FUJIHIRA INDUSTRY CO.,LTD.

畜産設備・器材一覧

総合カタログ
Equipment & Instrumentsfor Livestock Production

畜産設備・器材一覧

総合カタログ

Equipment & Instruments for Livestock Production

FUJIHIRA INDUSTRY CO.,LTD.

1

■ 会社概要
商号
商標
代表者 取締役社長 坪井哲明
設立
1944年6月16日
資本金 100,000千円
取引銀行 みずほ銀行 本郷支店
		
三菱UFJ銀行 春日町支店■ 所在地
富士平工業株式会社〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号
T E L：03-3812-2271（代表）
FAX：03-3812-3663
URL：http://www.fujihira.co.jp

Company
Profile狭山工場〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2丁目12番13号
T E L：04-2969-5551（代表）研究所〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2丁目12番13号
T E L：04-2969-5553
北海道富士平工業株式会社〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号
T E L：011-726-6576（代表）
FAX：011-717 -4406
帯広支店〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号
T E L：0155-58-1811（代表）
FAX：0155-58-1815■ 沿革
1944年6月
会社設立/本社営業部を東京都文京区森川町131番
地に設置、一般医科器械及び獣医畜産機器の製造販
売を開始
Company established
1948年8月
富士見台工場を開設
1948年10月
厚生省（当時）医療用具製造工場として登録される/農林省（当時）動物医療用具製造業登録第24号
Registered as a manufacturer for medical andveterinary equipment
1948年10月
動物用医療用具輸入販売業登録第5号/医療用具製造業登録第436号

21953年4月

研究所を設置し、農業用各種検査機器を開発、製造販
売を開始

Research center opened for agriculturalscience equipment
1961年5月
厚生省の指導により食品の検査用機器、環境衛生検査用機器の製造を開始
1964年7月
動物用医療用具の輸出入業務を開始
Started to import and export veterinary
products
1972年11月
坪井正雄社長（当時）畜産振興の功績により藍綬褒章を授与される1977年5月
資本金を1億円に増資
1978年5月
札幌市に営業所開設、北海道への営業活動を一層充実
Opened branch office in Hokkaido
1981年11月
坪井正雄社長（当時）勲五等に叙せられ、瑞宝章を授与される
1986年4月
北海道富士平工業株式会社を設立
1989年10月
デンマーク王国より輸出促 進への貢献をした旨により、プリンスヘンリックスメダルを授与される
1990年6月
株式会社サンフジヒラを設立
1990年12月
株式会社フジヒラサビックスを設立
1993年6月
創立50周年を迎える
2000年9月
中国瀋陽富士平工業有限公司（現 瀋陽富士平生物技術有限公司）を設立
2000年12月
坪 井正 規社 長（当時）人 工 授精機 器 開発の功 績により、（社）農林水産技術情報協会理事長賞を授与される
2004年12月
販売効率向上のため「株式会社フジヒラサビックス」
を吸収合併する
2007年9月
工場を練馬区富士見台から埼玉県狭山市へ移転
2010年12月
生産効率向上のため「株式会社サンフジヒラ」を吸収合併する
2010年12月
人工授精・受精卵移植用ブタ子宮深部注入カテーテルの開発で、（社）農林水産技術情報協会理事長賞を受賞、「匠」として製品化される2020年6月
創立77周年を迎える
77year around from establishment■ご注文について●ご注文の際は、カタログ記載の製品名、コード番号、

		 型式、数量を詳細にご確認の上、ご用命ください。
		 慣用名だけ等のご注文は、類似品と混同しやすく、
		 誤送等の事故原因となりますのでご注意ください。

● 外観、仕様は改 良のため、予 告なく変 更することが		 ありますのでご了承ください。

● 全国主要都市に、当社代理店、特約店があり、当社同		 様にご用命を承ります。

● 製品は、寸法 /重量等により梱包費、輸送費を別途
		 ご負担いただく場合がございますのでご了承ください。

●「受注生産品」と記載の製品に関しては、納期をご確		 認ください。

●「在庫品限り」と記載の製品に関しては、注文時、
		 在庫をご確認ください。

● 修理品を送る際は、弊社HPの「お問い合わせ」より、
		 修 理 依 頼 書 を ダウンロードいただき、必 要 事 項を		 記載の上、商品と一緒にお送りください。
● 取引銀行		 みずほ銀行 本郷支店
普通預金 1110316
		 三菱UFJ銀行 春日町支店 普通預金 0000100■Brief Notice●When you place order, please kindly give		 full descriptions of commodity name, type,		 code number(Code No.), product number(No.),		 specifications and quantity.
● Prices are subject to change.

		 Please contact your local distributer.

● The expenses of package and transportation		 are not included in the price, but are separately		 invoiced.

3

Contents■ 人工授精機器 Artificial insemination equipment and instruments

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 豚・緬山羊 人工授精機器 A.I. Instruments for pig/sheep/goat■ 凍結保管容器 LN tanks for storage and shipping2■ 胚採取・移植用機器 E.T. instruments

49

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 外科・解剖器械 Surgical and dissecting instruments

81

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

87

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 治療用設備機器 Treatment/examination equipment■ 産科器械 Obstetrical instruments

117
121

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

125

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

135■ 乳房治療用器械 Teat treatment instruments

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 投薬・浣腸用器械 Dosing and irrigation instruments

459・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 去勢器械 Castrating instruments

39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 繁殖障害器械 Reproductive disorder treatment instruments■ 歯科器械 Dental instruments

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

145
151

■ 注射器・注射針 Syringes and injection needles

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 測定・登録機器 Measuring and identification instruments■ 耳標・標識 Eartags

157

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

167

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

177■ 消毒機器 Sterilizing equipment and instruments■ 防除機器 Disinfecting instruments

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

181

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

191■ 診断機器 Diagnostic equipment and instruments

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■ 乳・肉検査機器 Milk and meat inspection instruments■ 食品分析機器 Food analytical equipment

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

217

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

237■ 手入・管理器械 Grooming, dehorning and animal management■ 保定用器械 Restraining instruments

195

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

245

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

257■ 鶏卵検査用機器 Egg quality testing instruments■ 環境測定機器 Enviromental testing instruments

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

263

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

267

5

6

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

ストローマシン1本式 SFM-1/ストローマシン5本式 SFM-5 Straw filling and sealing machine SFM-1/SFM-5･･･ 8・9
ジェットプリンター MK-G1000SF Printing machine for straw semen tube･････････････････････････････････ 10
ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL Straw semen tubes, 133, 0.5mL/0.25mL･ ･････････････････････ 11
擬牝台牛用 油圧式 Dummy cow, hydraulic type･････････････････････････････････････････････････････････ 12
擬牝台牛用 電動式 Dummy cow, electric type･･･････････････････････････････････････････････････････････ 12
精液低温処理装置 MH-3700 Constant temperature chamber for semen processing MH-3700･ ･･････････ 13
精液二次希釈装置 Semen diluter with stirrer････････････････････････････････････････････････････････････ 13
シュロマット Palm mat･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 14
ストロー凍結用プログラムフリーザー Programmable freezer for straw semen tubes････････････････････････ 15
大型LN2 急速凍結器 Large LN2 freezer･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 16
簡易急速凍結器 Simple quick freezer････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
温度記録計 Temperature recorder･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 17
人工腟 牛用 Articial vagina for bull･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 18
ゴム内筒 牛用 Rubber inner liner for artificial vagina･････････････････････････････････････････････････････ 19
人工腟保温カバー（改良型横取用） Thermo jacket for 01014000 Improved type artificial vagina･･････････ 20
精液採取管 Semen collection vials･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 20
希釈用試験管 Glass vials for semen dilution････････････････････････････････････････････････････････････ 21
潤滑ゼリー Lubrication jelly････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 21
マイクロウォームプレート Microwarm plate･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 22
精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）
Sperm counter, Thoma (Common with blood cell counter), with pipettes･･･････････････････････････････ 23
精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）
Sperm counting plate, Thoma (Common with blood cell counting)･･････････････････････････････････････ 23
精液性状検査板 Semen exmination plate････････････････････････････････････････････････････････････････ 24
精子運動解析装置 Sperm motility analysis system, SMAS････････････････････････････････････････････････ 25
精液分注針 Needle pipette for semen dispensing･･･････････････････････････････････････････････････････ 26
ストローパウダー Straw powder･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 26
精子密度計 牛用 Bovine sperm photometer･････････････････････････････････････････････････････････････ 27
ストロー注入器 AI/ET gun･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 28・29
シース管 Sheath tube for AI/ET gun･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 30
シース管カバー JEIDA Sheath cover JEIDA ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 31
AMカテーテル Intrauterine insemination catheter "AM catheter"････････････････････････････････････････ 31
ストロー嘴管 Sucker for insemination gun, Type A･･････････････････････････････････････････････････････ 32
ストロー注入器ケース Case for AI/ET gun････････････････････････････････････････････････････････････････ 32
シース管カバー キャップ付 Sheath protector ･････････････････････････････････････････････････････････････ 33
シース管ケース ソフトキャップ付 Case for sheath tube with cap･･･････････････････････････････････････････ 33
ストロー剪刀 Scissors for straw tube････････････････････････････････････････････････････････････････････ 34
ストローピンセット/ピンセット Straw tweezers････････････････････････････････････････････････････････････ 34
ストロー融解器 L-2型 ヒーター付 Straw thawer with heater L-2････････････････････････････････････････････ 35
腟鏡 牛用 Vaginal speculum for cow････････････････････････････････････････････････････････････････････ 36
腟鏡 馬用Ⅱ Vaginal speculum for horse････････････････････････････････････････････････････････････････ 36
カウモデルⅣ Training cow model Ⅳ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 37
牛子宮シミュレーター Cow uterus simulator･ ････････････････････････････････････････････････････････････ 37
カーマヒート Heat detection kit･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 38
ポリテックス Polyethylene gloves, Politex･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 38

7

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

ストローマシン1本式 SFM-1/ストローマシン5本式 SFM-5
Straw filling and sealing machine SFM-1/SFM-5
ストローマシン1本式
希釈精液をストロー精液管に1本ずつ搬送させながら充填及び閉封する装置です。希釈精液を定量充填するため、吸引圧力を時間制御しながら充填し、超音波溶着で閉封します。
Single Straw Filling and Sealing MachineThis machine fills and seals the straw
with diluted animal semen in one cycle.
Simple and user-friendly operation
Straw convey is controlled by electric actuator which gives precise positioning forfilling and sealing.

ストローマシン1本式

Single straw filling and sealing machine SFM-1

コード番号
Code No.

01156500

01156700

01156600

型式
Specification

SFM-1 0.5用 100V
SFM-1 for 0.5mL 100V

SFM-1 0.5用 220V
SFM-1 for 0.5mL 220V

SFM-1 0.25用 220V
SFM-1 for 0.25mL 220V

対応ストロー管Straw size

ストロー精液管 0.5mL
Straw tube 0.5mL

ストロー精液管 0.25mL
Straw tube 0.25mL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

560×400×380mm

電源Power source

AC100V～240V（50Hz/60Hz） 使用電圧に変更可能
Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.

消費電力
Power consumptio

400W※

300W※

質量
Weight構成

約40kg
40kg approx.

Accessories

品名
Description

数量
Qty

品名
Description

数量Qty

本体用電源コードPower cable for main body (color：Black)

1本
1pc

シリコン栓セット
Silicone cap for vacuum bottle

1組
1pc

超音波発振器
Ultrasonic oscillator

1台
1unit

真空瓶
Vacuum bottle

1個1pc

超音波発振器用電源コード
Power cable for Ultrasonic oscillator (color; gray)

1本
1pc

フィルタ
Filter1個
1pc

注入針
Injection Needle

5個
5pcs

フラスコ受け台
Flask receiver

1個
1pc

エアー針
Suction Needle

1個
1pc

重り
Weight for silicon tube

5個
5pcs

シリコンパッキン（注入針・エアー針共通）
Silicone O ring (for both needles)

100個
100pcsストロー管受け箱
Receiver for straw tube

1組
1pc

注入針用シリコンチューブ
Silicone tube for Injection Needle

5本
5pcs

保守用六角レンチセット
Hexagonal Wrench

1組
1set

エアー針用シリコンチューブ
Silicone tube for Suction Needle

1本
1pc

試験用ストロー管
Straw tube for test operation

1000本
1000pcs● 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made-to-order. Please ask us for delivery date.
※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。 Power consumption varies deperding on end input voltage.

8

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

ストローマシン5本式
希釈精液をストロー精液管に5本同時に充填及び閉封する世界初の機能を搭載している装置です。本体
操作にタッチパネルを採用しており、操作性が簡単です。Auto5 Modeでは希釈精液量が少なくなると、自動的に5本充填から1本充填に切り替わり、精液及びストロー管の無駄を極力少なくすることが可能になりました（1本生産開始本数を設定）。
Pentagonal Straw Filling and
Sealing Machine
5 straws are filled and sealed in one cycle.
High work efficiency with front touch panel.

ストローマシン5本式

Pentagonal straw filling and sealing machine SFM-5

コード番号
Code No.

01152000

01152100

01152200

型式
Specification

SFM-5 0.5用 100V
SFM-5 for 0.5 100V

SFM-5 0.5用 220V
SFM-5 for 0.5 220V

SFM-5 0.25用 220V
SFM-5 for 0.25 220V

対応ストロー管Straw size

ストロー精液管0.5mL
Straw tube 0.5mL

ストロー精液管0.25mL
Straw tube 0.25mL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

780×500×460mm

電源
Power source

AC100V～240V（50Hz/60Hz） 使用電圧に変更可能
Can be changed to AC100V～240V (50Hz/60Hz) Voltage.

消費電力
Power consumptio

400W※

300W※

質量
Weight構成

約60kg
60kg approx.

Accessories

品名
Description

数量
Qty

品名
Description

数量Qty

本体用電源コードPower code for Main unit

1本
1pc

シリコン栓セット
Silicone cap for vacuum bottle

1組
1pc

超音波発振器
Ultrasonic oscillator

1台
1unit

真空瓶
Vacuum bottle

1個1pc

超音波発振器用電源コード
Power cable for ultrasonic oscillaltor

1本
1pc

フィルタ
Filter1個
1pc

注入針
Injection Needle

5個
5sets

フラスコ受け台
Flask receiver

1個
1set

エアー針
Suction Needle

1個
1set

注入パイプ
Injection pipe

5組
5pcs

エアー針用カラー
Collar for Suction Needle

5個
5pcs

ストロー管受け箱
Receiver for Straw tube

1個
1pc

シリコンパッキン（注入針、エアー針共通）
Silicone O ring (for both needles)

80個
80pcs

シリコンオイル（0.5mL）
Silicone Oil 0.5mL

1個
1set

注入針用シリコンチューブ(5本入)Silicone tube for Injection needle

15組
5pcs x 15sets

保守用六角レンチセット
Hexagonal Wrench

1組
1set

エアー針用シリコンチューブ(5本入)Silicone tube for Suction needle

3組
5pcs x 3sets

試験用ストロー管
Straw tube for test operation

1,000本1,000pcs● 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made-to-order. Please ask us for delivery date.
※ 入力電圧によって消費電力量は変わります。 Power consumption varies deperding on end input voltage.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

9人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

ジェットプリンター MK-G1000SF
Printing machine for straw semen tube

0.5mLまたは0.25mLのストロー管に任意の文字が印刷できます。
印字データ登録数は500設定が可能。印字速度は1秒間2,525文字です。自動カレンダー機能を始め、任意時間ホールド印字等数多くの機能を持っており、全ての操作はコンソール上のタッチパネルで実行できます。有機溶剤中毒予防規則に含まれるメチルエチルケトン（MEK）を使用していないため、安全に使用できます。
またオプションの「MKドッグ」と「バックアップ電源ユニット」を付属させることにより、いつでも最適な状態で使用することができます。

別売部品

印字部

MK-ドックバックアップ電源ユニット

搬送器

別売部品
コード番号

01900232

型式

MK-G1000SF

構成

インクジェット本体

能力2,349文字/秒

登録

500件

文字種類

英文字・数字・カタカナ・ひらがな・記号・漢字・ロゴマーク・バーコード

本体サイズ（W.D.H.）

465×388×499mm

質量

インクジェット：約31kg

電源AC100V～240V 50/60Hz

ストロー搬送器

ストックケースMKドッグ

不 使 用 時 にヘッド を 収納しておけば、いつも最適な状態に保ちます

バックアップ
電源ユニット

万が一 電 源 が 遮 断されても簡 易 洗 浄まで実 施
します● 受注生産品です。
納期をご確認ください。

搬送器：約14kg● 受注生産品です。 納期をご確認ください。

10

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL
Straw semen tubes, 133, 0.5mL/0.25mL動物の精液や受精卵の保存容器として使用し、凍結保存もできます。
0.5mLと0.25mL用の2種類があります。

コード番号
Code No.

色Color01123100

無色Clearness

01123200

青Blue

01123300

紫Purple01123400

橙Orange01123500

クリーム
Cream

01123650

グレイ
Grey

01123700

緑Green01123800

桃
Pink

01123900

黄Yellow

01123910

黄緑
Yellowgreen

01123920

赤Red

01123930

茶Brown

01128100

無色Clearness

型式
Type

0.5mL
0.5mL

0.25mL

133型
133mm

For preservation of animal semen, embryo, etc.
Selectable from volume 0.5mL and 0.25mL. Durable
for cryopreservation.

入数
Contents

サイズ
Size

1,000本1,000pcs

φ2.8×133mm

500本
500pcs

φ2×133mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

材質
Material

ポリ塩化ビニール
PVC

11

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

擬牝台牛用 油圧式
Dummy cow, hydraulic type

牛用の擬牝台で安全に精液の採取ができます。
乗駕台は種雄牛の大きさに合わせ、油圧装置で高さの調節ができます。
牛が乗った時にショックが緩衝される機能があり、牛の安全にも考慮しています。
Dummy cow for safety semen collection.
The height is adjustable with hydraulic system.
Safety function for bull provided, which works
to absorb the shock of bull mounting.

別売部品

Option

コード番号
Code No.

01001000

型式
Type

手動式
Manual type

乗駕台高Height of dummy

約1,210～約990mm
Max. 1,210mm/
Low. 990mm approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

591×2,200×1,210mm

コード
Code No.

01900911

01002000

01900816

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.）

500×1,600mm

型式
Type

擬牝台カバーCover for body

先端ビニールカバー
Vinyl cover top

先端皮カバー
Leather cover top

質量
Weight約280kg280kg approx.

サイズ
Size

2,000×860mm

全長650mm
Length 650mm

全長750mm
Length 750mm● 受注生産品です。納期ご確認ください。

先端皮カバー
Leather cover top

別売部品

OptionMade-to-order.Please ask us for delivery date.

擬牝台牛用 電動式
Dummy cow, electric type

牛用の擬牝台で安全に精液の採取ができます。
乗駕台は種雄牛の大きさに合わせ、電動式油圧装置で高さの調節ができます。
牛が乗った時にショックが緩衝される機能があり、牛の安全にも考慮しています。

別売部品
コード番号
Code No.

01001500

型式
Type

電動式
Electric type

乗駕台高Height of dummy

約1,360～ 約1,150mm
Max. 1,360mm/
Low. 1,150mm approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

720×2,200×1,360mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.）

500×1,600mm

電源
Power source

三相200/220V 50/60Hz
Three-phase200/220V 50/60Hz

質量
Weight

約300kg300kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。

12

Option

先端皮カバー
Leather cover top

別売部品

Optionコード
Code No.

01900911

01002000

01900816

型式
Type

擬牝台カバーCover for body

先端ビニールカバー
Vinyl cover top

先端皮カバー
Leather cover top

サイズ
Size

2,000×860mm

全長650mm
Length 650mm

全長750mm
Length 750mm

Made-to-order.Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments

精液低温処理装置 MH-3700

Constant temperature chamber for semen processing MH-3700
ストローマシン（P.8）、二次希釈装置（P.13）等の精液処
理器械が収納できるスペースと温度性能を持っています。
扉の開閉は上下開きを採用しています。
MH-3700 provides enough space to install our
straw ﬁlling machine, semen diluter, etc. inside.
Applied vertical opening door.

コード番号
Code No.

01038000

蛍光灯
Fluorescent lamp

冷蔵用LED照明器具
LED lighting for refrigeration

型式
Type

MH-3700

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：1,660×700×2,000mm 庫内：1,480×520×835mm
out：1,660×700×2,000mm in：1,480×520×835mm

庫内温度
Temp.control

0〜10℃±2℃

電源Power source

三相200V AC100V 50/60Hz
Three-phase 200V AC100V 50/60Hz

コンセント
Electrical outlet

AC100V 15A 3P
防湿カバー付×2個
AC100V 15A 3Pwith moisture-proof cover×2

質量Weight約330kg
330kg approx.

材質
Material

ステンレス
SUS

● 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made-to-order.Please ask us for delivery date.
*Please ask for the other power source.

精液二次希釈装置6連式
Semen diluter with stirrer for 6ﬂasks

精液処理時に撹拌を精度良く行い、均質に希釈することができます。多数の個体別精液を同時に処理することができます。
●6個口それぞれ回転数調整可能 ●従来品よりスターラー部
薄くなり、軽量化 ●スターラー背面にて回転速度の微調整可能（要−ドライバー等）
コード番号
Code No.

01138000

構成
Composition

蓋付ガートル×6 マグネット撹拌子×6
三角フラスコ200mL×6 チューブ×6
チューブコック×6
Irrigator with lid x 6 Magnet stirrer x 6
Flask 200mLd x 6 Tubed x 6
Tube cockd x 6

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

453×330×485mm

質量
Wight

約7.1kg（スターラー＋架台）
Approx. 7.1kg (Stirrer + stand)

電源Power source

AC100V 50/60Hz 1A 三芯プラグ
AC100V 50/60Hz 1A

材質
Material

ステンレス
SUS

使用環境
Use conditions

温度4〜37℃ 湿度85%以内
Temp. 4-37℃ Humidity ≦85%

This device is used to stir and unify diluted semen.
Semen from diﬀerent bulls can be processed simultaneously. ●Stirring speed for 6 ﬂasks can be set individually. ●Structure of stirring base is thinner thanformer model. Light weight. ●Slight adjustment ofstirring speed possible with knobs on backside (Screw
driver required).

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.
外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

13

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

シュロマットPalm mat

精液採取場の擬牝台、枠場の周辺に敷いて、滑り防止用として使用します。
For prevention of slipping of the bull in thesemen collection field.
コード番号
Code No.

01004000

01004500

サイズ（W.D.）
Size（W.D.）

900×2,700mm

2,700×2,700mm

材質
Material

14

コイヤーファイバー
Coconut fiber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

ストロー凍結用プログラムフリーザー
Programmable freezer for straw semen tubes

精液を充填したストロー管を多本数凍結させるための凍結装置です。任意のプログラム（最大3プログラム入力可能）で温度を自動制御して冷却、凍結できます。凍結までのボンベ内温度は内蔵されている記録計で記録されます。

Programmable freezer for large number of straw semen tubes. The temperature is automatically controlled according to preliminary set program (up to 3
program). The temperature in the tank is recorded bybuilt-in recorder.

コード番号
Code No.

02900819

02900811

型式
Type

TSM-210MS

TSM-140MS

構成
Composition

本体 LN2貯蔵ボンベDLS-250B（フレキシブルホース3m付属）
ストローラック100本用×48
ストローカウンター100本用
Main unit LN2 tank DLS-250B (included flexible hose 3m)
Straw rack for 100pcs×48racks
Straw counter for 100pcs

本体 LN2貯蔵ボンベDLS-250B（フレキシブルホース3m付属）
ストローラック100本用×36
ストローカウンター100本用
Main unit LN2 tank DLS-250B (included flexible hose 3m)
Straw rack for 100pcs×36racks
Straw counter for 100pcs

ストロー収納数
Capacity of
straw

0.5mL
0.5mL

0.5mL
0.5mL

4,800本
4,800pcs

温度制御範囲Temp.range

3,600本3,600pcs

室温～-150℃
Room temperature～-150℃

記録計
Recorder

チノー製（チャート紙幅：180mm 記録媒体：SDカード）
Chino brand (Chart paper width：180mm recording media：SDcard)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体外寸：1,300×1,100×1,250mm（扉開時：2,100mm）
本体内寸：700×600×500mm
Outer dimension：1,300×1,100×1,250mm (Open 2,100mm)
Inner dimension：700×600×500mm

本体外寸：1,100×925×1,215mm（扉開時：1,960mm）
本体内寸：700×500×400mm
Outer dimension：1,100×925×1,215mm (Open：1,960mm)
Inner dimension：700×500×400mm

質量
Weight

約300kg300kg approx.

約200kg200kg approx.

電源
Power source
材質
Material

AC100V 50/60Hz 電源ケーブル5m
AC100V 50/60Hz power cable 5m
ステンレス
SUS

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。 Made-to-order. Please ask us for delivery date.
*Please ask for the other power source.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

15

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments

大型LN2 急速凍結器
Large LN2 freezer

精液を充填したストロー管を多本数の凍結させるための凍結装置です。ボンベ内にあるLN 2を内蔵の加温ヒーターでガス化させ、安定した温度下降ができます。
横置きストローラックを使用することで均一な温度管理ができ、効率の良い凍結作業ができます。

LN2 tank to freeze a large number of frozen semen
straws at once.
Horizontal straw rack allows freezing the semen straws
in the even temperature.

ストローカウンター 133mm 100本用
Straw cunter for 100pcs

ストローカウンター 133mm 50本用
Straw counter for 50pcs

ストローラック 133mm 100本用
Straw rack for 100pcs

DR-430W

ストローラック 133mm 50本用
Straw rack for 50pcs

DR-250W

コード番号
Code No.

02002000

02003000

02004000

型式
Type

DR-430W

DR-250W

DR-100W

構成
Composition

本体
ストローラック100本用×12
ストローカウンター100本用
Main unit
Straw rack for 100pcs×12
Straw counter for 100pcs

本体
ストローラック100本用×6
ストローカウンター100本用
Main unit
Straw rack for 100pcs×6
Straw counter for 100pcs

本体
ストローラック50本用×6
ストローカウンター50本用
Main unit
Straw rack for 50pcs×6
Straw counter for 50pcs

タンク容量
Tank capacity

430L

250L

100L

蒸発量
Power source

9.5L/回
9.5L/cycle

5L/回
5L/cycle

2.72L/回
2.72L/cycle

サイズ
Size

φ1,110×1,100mm

φ785×1,050mm

φ605×940mm

電源Power source

AC200V

50/60Hz

5kW

AC200V

50/60Hz質量
Emp.Weight

300kg

170kg

110kg

質量（充填時）Full Weight

約648kg648kg approx.

約307kg307kg approx.

約163kg
163kg approx.

3kW

別売部品

Option (for 0.5mL straws)

コード
Code No.

02090000

02090010

0209010002090200

型式
Type

ストローラック 133mm
100本用
Straw rack for 100pcs

ストローラック 133mm
50本用
Straw rack for 50pcs

ストローカウンター 133mm
100本用
Straw counter for 100pcs

ストローカウンター 133mm
50本用
Straw counter for 50pcs● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date. Please ask for 0.25mL straws.
*Please ask for the other power source.

16

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

簡易急速凍結器
Simple quick freezer

凍結層内に液体窒素を入れて精液を充填したストロー管を安定した条件下で急速に凍結し生存性の高い凍結精液を容易に製造します。
凍結に要する時間は約5分。操作は簡単、経費は僅小です。
After filling the tank with LN2 , manually descend thebascket of semen straws toward LN2 .
Freezing cycle is completed in approx. 5min. Verysimple and cost effective unit for cryopreservation.
コード番号
Code No.

02001000

ストロー管収納数
Straw tube

0.5mL×600本
0.5mL×600pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本 体：500×500×1,060～1,420mm
凍結層：φ258×410mm
Main unit：500×500×1,060～1,420mm
Inner tank ：φ258×410mm

質量
Weight約53kg
53kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

温度記録計

Temperature recorder
精液や受精卵凍結時の温度管理を、鮮明に連続記録するために使用します。
For continuous monitoring of freezing temperature for semen, embryo.

EH3000打点式
EH3000 Dot Printing

KR2S00コード
Code No.

02007000

02007100

02007200

02007300

型式
Type

EH3000打点式
EH3000 Dot Printing

EH3000ペン式
EH3000 Pen Writing

KR2S00

KR3S00

記録方式
Input Points

打点式
Dot Printing Type

ペン書式
Pen Writing Type

温度範囲
Temp.range

AI用 -200～50℃
for AI -200～50℃

記録媒体
Recording system

紙：180mm（全幅200mm）×20m
Paper：180mm（total width 200mm）×20m

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

288×245×288mm

電源Power source
質量
Weight

デジタルデータ
Digital
ET用 -50～50℃
for ET -50～50℃
フラッシュメモリー（内部） CFカード（外部）Flash memory (internal) CF card (external)
144×234×144mm

AC100～240V
約8.0kg8.0kg approx.

● 受注生産品です。 納期をご確認ください。

約7.6～8.4kg
7.6～8.4kg approx.

298×251×288mm

50/60Hz

約2.2kg2.2kg approx.

約7.2kg7.2kg approx.

Made-to-order. Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

17

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

人工腟 牛用

Articial vagina for bull
牛の精液を、容易に採取することができます。
自然に近い状態で、射精させる構造になっています。

For easy collection of bull semen.
The structure naturally leads the bull to ejaculation.

別売部品

Option

活栓 湯口付
Stopcock with sprue

改良型横取用Improved type

西川式横取用Nisikawa-type

加圧スポンジPressure sponge

M式
M type

コード番号
Code No.

01014000

01017000

01018000

型式
Type

改良型横取用Improved type

西川式横取用Nisikawa-type

M式
M type人工腟
ゴム内筒西川式A
ゴム内筒西川式B
精液採取管15mL
加圧スポンジキャップ
送気球
Main unit
Nishikawa-A-560
Nishikawa-B
Semen collection vials 15mL
Pressing rubber
Cap
Air pump

人工腟
ゴム内筒M式A
ゴム内筒採取筒M式
Main unit
M-inner liner
M-collecting tube

構成
Composition

人工腟
ゴム内筒改良横取A
ゴム内筒改良横取B
精液採取管15mL
加圧スポンジ
キャップ
送気球
保温カバー
Main unit
Improved lateral collection A
Improved lateral collection B
Semen collection vials 15mL
Pressing rubber
Cap
Air pump
Thermo jacket

サイズ（長さ）
Size（Length）

370mm

490mm

300mm

質量（人工腟のみ）
Weight（Only main unit）

395g

560g

660g

材質
Material

別売部品

18

樹脂
Plastic

硬質ゴム
Hard Rubber

Optionコード
Code No.

01014002

01020000

型式
Type

活栓 湯口付
Stopcock with sprue

加圧スポンジPressure sponge

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

ゴム内筒 牛用
Rubber inner liner for artificial vagina
各種人工腟 牛用（P.18）と組み合わせて、精液採取時に使用します。

To be used with artificial vagina for semen collection.

横取式 B
Lateral collection B

改良横取用 A
Improved type A

西川式 A
Nishikawa-A

改良横取用 B
Improved type B

M式 A
M-inner liner
西川式 B
Nishikawa-B

西川式 A-560
Nishikawa-A-560
採取筒M式
M-collecting tube

改良型横取（01014000）

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common
for Improved & M-type

Improved type（01014000）

コード
Code No.

01025000

0102410001024200

型式
Type

改良横取用 B
Improved type B

改良横取用 A
Improved type A

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common for Improved & M-type

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

240×97mm

470×95mm

450×90mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

西川式横取用（01017000）

Nisikawa-Type（01017000）

コード
Code No.

01027000

01026000

01026100

型式
Type

西川式 B
Nishikawa-B

西川式 A
Nishikawa-A

西川式 A-560
Nishikawa-A-560

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

470×97mm

600×95mm

560×85mm

材質
Material

M式（01018000）

天然ゴム
Natural rubber

M-Type（01018000）

コード
Code No.

01028600

01028000

01024200

型式
Type

採取筒M式
M-collecting tube

M式 A
M-inner liner

改良横取・M式 共通 A-450
A-450,Common for Improved & M-type

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

260×105mm

490×80mm

450×90mm

材質
Material

横取式（製造中止）

天然ゴム
Natural rubber

Lateral Type（discontinued）

コード
Code No.

01023000

型式
Type

横取式 B
Lateral collection B

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

230×70mm

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

19

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments

人工腟保温カバー（改良型横取用）
Thermo jacket for 01014000 Improved type artiﬁcial vagina
人工腟牛用改良横取用の先端部に被せることで、採取時に装着したゴム内筒の温度低下を防ぐことができます。
This is the jacket to prevent temperature descrease during the semen collection with artiﬁcial vagina.
コード番号
Code No.

01030000

サイズ
Size

φ125×390mm

精液採取管

Semen collection vials
第一次希釈液を入れ、ゴム内筒Bの先端に装着します。
Fill the tube with extender and place it on
the edge of the inner liner.

20

コード番号
Code No.

01031500

入数
Contents

10本
10pcs

容量
Capacity

15mL

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments

希釈用試験管Glass vials for semen dilution
採取した精液を入れて希釈する時に使います。
そのまま低温庫内に保管できます。
To be used to dilute the collected semen. Possible to store as it
is in the low-temperature chamber.
コード番号
Code No.

型式
Type

01101000

尖底透明
Clear,conical bottom

01105000

入数
Contents

販売5本
尖底褐色
Brown,conical bottom
中止5pcs01109000

共栓褐色
Brown,glass stopper

01114000

尖底透明
Clear,conical bottom

01117000

尖底褐色
販売中止
Brown,conical bottom

01120000

丸底透明
Clear,round bottom

容量
Capacity

50mL

材質
Material

販売
中止

ガラス
Glass

100mL

10本
10pcs

10mL

尖底透明
Clear

ガラス
Glass
共栓褐色
Brown, glass stopper

丸底透明
Clear,round bottom

潤滑ゼリー
Lubrication jelly

ゴム内筒塗布用潤滑剤です。
無菌ですので直腸用手袋（ポリテックス）や手術用手袋にも応用できます。
Lubricating jelly for inner rubber liner. Germ-free. Applicable on the disposable gloves, too.
コード番号
Code No.

0103320001033400

型式
Type

K-Yルブリケーティングゼリー
K-Y Lubrication jelly

クルーゼ ゲルKRUUSE gel

容量
Capacity

82g

250mL×18

K-Yルブリケーティングゼリー
K-Y Lubrication jelly

クルーゼ ゲルKRUUSE gel

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

21

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

マイクロウォームプレート
Microwarm plate

顕微鏡（実体・倒立・生物顕微鏡）観察時のサンプルを至適温度に保ちます。
プレートの温度を高精度でコントロールします。

コード番号
Code No.

01049500

01051000

01052000

型式
Type

普及型
Standard type

小型
Small size

大型
Large size

プレートサイズ（加温部）
Plate size（Heating part）

105×80.5mm（87×61mm）

145×115mm（115×85mm）

290×210mm（275×195mm）

温度設定
Operating range

室温～50℃（精度±0.3℃）～50℃ Room temp. (Accuracy±0.3℃)

ヒーター容量Heater capacity

15W

電源Power source
質量
Weight22

This plate keeps the sample at the optimum temperature when observing with a microscope (stereoscopic, inverted, biological)
Temperature is controlled in high precision.

AC100V455g

50/60Hz
430g

20W
40W

AC100V

50/60Hz

45W

780g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆人体用一般医療機器

精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）
Sperm counter, Thoma (Common with blood cell counter), with pipettes
希釈した精液を計算盤にピペットで定量取り、顕微鏡下で精子数を数えることができます。
Put a fixed amount of diluted semen on thisplate, and count the number of sperm with amicroscope.

コード番号
Code No.

16218000

構成
Composition

計算盤 赤血球ピペット 白血球ピペット カバーガラス×2 止め金具付きケース
Counting chamber Pipette（RBC, WBC）1each Cover glass 2pcs Case with holder◆人体用一般医療機器

精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）
Sperm counting plate, Thoma (Common with blood cell counting)
希釈した精液を計算盤にピペットで定量取り、顕微鏡下で精子数を数えることができます。
Put a fixed amout of diluted semen on this plate,and count the number of sperm with a microscope.

コード番号
Code No.

16223000

構成
Composition

計算盤 カバーガラス×2 止め金具付きケース
Counting chamber Cover glass 2pcs Case with holder

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

23

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

精液性状検査板
Semen exmination plate

採取した精液の、生存率、活力、濃度、運動力及び形態等の概略を検査するために使用します。液槽の高さが薄く（0.05mm）一定になる構造になっているので判定が容易にできます。
For examination of sperm survivability, vitality, concentration, motility, and morphology.
Thin and even height of liquid bath (0.05mm)
makes easier to observe.

24

コード番号
Code No.

01042000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

75×25×2.5mm

材質
Material

硬質ガラス
Hard glass

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆人体用一般医療機器

精子運動解析装置

Sperm motility analysis system, SMAS
精子の数と運動量を解析する国産のCASAシステムです。高精細なカメラで運動精子と不動精子を判別し、総量、濃度、運動率を短時間で解析します。解析項目の表記は日本語です。
オプションで形態解析機能を用意しています。

Made-in-Japan sperm analysis system which covers
motility and morphology analysis. A high-definition
camera distinguishes motile and immobile sperm,
and measures total count, concentration and motility
in a short time.
For morphology analysis, giemza cell staining method
is applied.

コード番号
Code No.

01900718

型式
Type

SMAS

構成
Composition

本体（運動解析ソフト含む） 液晶ディスプレイ 高精細デジタルカメラ 生物顕微鏡（BMレンズセット） マクラ―チャンバー
Main unit (including motility software) LCD High-definition digital camera Mackler chamber

解析項目
Analysis item

運動精子数・不動精子数
精子濃度
総精子数
精子運動率
運動精子濃度・総運動精子数
直線速度（VSL）
Number of motile sperm/immotile sperm
Sperm concentration
Total sperm count
Sperm motility
Motile sperm concentration/total motile sperm count
Straight-line Velocity(VSL)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体：350×310×95mm
Main unit：350×310×95mm

質量
Weight本体：約6.3kg
Main unit：6.3kg approx.

曲線速度（VCL）
平均速度（VAP）
直進性（LIN）
直線性（STR）
頭部振幅（ALH）
頭部振動数（BCF）
Curvilinear Velocity(VCL)
Average Path Velocity(VAP)
Linearity(LIN)
Straightness(STR)
Amplitude of lateral head displacement(ALH)
Beat-cross Frequency(BCF)● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.
*Nikon microscope with BM lens optionally available.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

25

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

精液分注針

Needle pipette for semen dispensing
採取した精液を希釈した後、ストロー精液管に分注する時に使用します。
For dispensing the diluted semen into straw
tube.
コード番号
Code No.

01141000

サイズ
Size

φ1.25×100mm（有効長）
φ1.25×100mm (effective length)

針基
Needle base

10基
Base10

ストローパウダー
Straw powder

ストロー精液管の封印用として使用するパウダーです。
水分を吸収するとゼリー状に固まり封印ができます。

26

コード番号
Code No.

色Color01128710

白White

01128720

青Blue

01128730

紫Purple01128740

橙Orange01128750

緑Green01128760

桃
Pink

01128770

黄Yellow

01128780

黄緑
Yellowgreen

01128790

赤Red

01128800

茶Brown

To seal the straw semen tube.
Once the powders absorb moisture, comes to be gel form.

容量
Capacity

200g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

精子密度計 牛用
Bovine sperm photometer

採取した牛の精液をそのままの状態で測定できます。※

人工授精に使用する際の精子密度とストロー管の容量を入力すると、希釈液量とストロー管本数を自動計算します。
※精液の濁度から精子密度を推定する機器です。精子数を直接計測する方法ではありません。

付属品

Take the collected semen as it is in the capillary tube.
No need to dilute.
This device automatically calculates the volume ofextender and straw quantity to be produced, once
you set the target concentration.
*Semen concentration is estimated from the turbidity. This is not
the direct cell counter.

Accessories

ホルダー
Holder

本体ホルダー挿入部用キャップCap for holder

キャピラリー250入Capilary tube
250pcs/set

シーラント
Sealant

掃除棒
Cleaning bar

ACアダプターAC adapter

コード番号
Code No.

01043000

構成
Composition

本体 ホルダー 本体ホルダー挿入部用キャップ キャピラリー250入 シーラント 掃除棒 ACアダプター
Main unit Holder Cap for holder Capilary tube 250pcs/set Sealant Cleaning bar AC adapter

電源Power source

ACアダプターまたは電池（単三乾電池4本）
AC adaptor (accessory）or dry battery AA×4pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

190×138×46mm

質量Weight580g

別売部品

Consumables

コード番号
Code No.

01043001

01045502

型式
Type

キャピラリー250入Capilary tube 250pcs/set

シーラント
Sealant

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

27

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

ストロー注入器
AI/ET gun
牛の人工授精時や受精卵移植時にシース管（P.30）と組合せて使用します。大型牛にも対応できる長型を揃えました。0.25mL
用は輸入精液、受精卵移植に使用します。
指掛け部と内芯ツマミ部の色は0.5mLが黒、0.25mLが白い樹
脂にしており、識別が容易にできます。
規格を注入管部にレーザー印刷しています。

Product lineup in different length.
The color of the finger hook: White is for 0.25mL
straw, Black is for 0.5mL straw.
Model name printed by laser.

FHK A2 0.5-510 MADE IN JAPAN A011108

レーザー印刷で規格表示
Model name printed by laser

A1-450型
0.5mL用A1-450 typefor 0.5mL

A5-510型
0.25mL用
A5-510 typefor 0.25mL

28

A2-510型
0.5mL用A2-510 typefor 0.5mL

A6-550型
0.25mL用
A6-550 typefor 0.25mL

A3-550型
0.5mL用A3-550 typefor 0.5mL

E1-510型
0.25mL用
E1-510 typefor 0.25mL

A4-450型
0.25mL用
A4-450 typefor 0.25mL

E2-550型
0.25mL用
E2-550 typefor 0.25mL

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

コード番号
Code No.

0124110001241200

型式
Type

A1-450型 0.5mL用
A1-450 type for 0.5mL

A2-510型 0.5mL用
A2-510 type for 0.5mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length)

φ4×450mm

φ4×510mm

適合シース管Applicable sheath01238000 シース管横穴式 A1/A4用 50本/袋
01238100 シース管横穴式 A1/A4（滅菌済） 50本/袋
01238000 Sheath tube side eyes for A1/A4 50pcs/pk
01238100 Sheath tube side eyes for A1/A4（sterilized）50pcs/pk

01243100 シース管横穴式 A2/A5用 50本/袋
01243200 シース管横穴式 A2/A5（滅菌済） 50本/袋
01243100 Shesath tube side eyes for A2/A5 50pcs/pk
01243200 Sheath tube side eyes for A2/A5（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No.

01241300

01241400

型式
Type

A3-550型 0.5mL用
A3-550 type for 0.5mL

A4-450型 0.25mL用
A4-450 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length)

φ4×550mm

φ4×450mm

適合シース管Applicable sheath01244100 シース管横穴式 A3/A6用 50本/袋01244200 シース管横穴式 A3/A6（滅菌済） 50本/袋01244100 Shesath tube side eyes for A3/A6 50pcs/pk
01244200 Sheath tube side eyes for A3/A6（sterilized）50pcs/pk

01238000 シース管横穴式 A1/A4用 50本/袋
01238100 シース管横穴式 A1/A4（滅菌済） 50本/袋
01238000 Sheath tube side eyes for A1/A4 50pcs/pk
01238100 Sheath tube side eyes for A1/A4（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No.

01241500

01241600

型式
Type

A5-510型 0.25mL用
A5-510 type for 0.25mL

A6-550型 0.25mL用
A6-550 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length)

φ4×510mm

φ4×550mm

適合シース管Applicable sheath0124310001243200012431000124320001244100 シース管横穴式 A3/A6用 50本/袋01244200 シース管横穴式 A3/A6（滅菌済） 50本/袋01244100 Shesath tube side eyes for A3/A6 50pcs/pk
01244200 Sheath tube side eyes for A3/A6（sterilized）50pcs/pk

コード番号
Code No.

0124210001242200

型式
TypeE1-510型 0.25mL用
E1-510 type for 0.25mL

E2-550型 0.25mL用
E2-550 type for 0.25mL

サイズ（外径×全長）
Size（Outside×Length)

φ3×510mm

φ3×550mm

適合シース管Applicable sheath01245300 シース管横穴式 E1（滅菌済） 10本/袋01245200 シース管カバーE 10本/袋01245300 Sheath tube side eyesfor E1(sterilized) 10pcs/pk
01245200 Cover for Sheath tube for E 10pcs/pk

01245700 シース管横穴式 E2（滅菌済） 10本/袋01245200 シース管カバーE 10本/袋01245700 Sheath tube side eyes for E2（sterilized） 10pcs/pk
01245200 Cover for Sheath tube E 10pcs/pk

別売部品

シース管横穴式 A2/A5用 50本/袋
シース管横穴式 A2/A5（滅菌済） 50本/袋
Shesath tube side eyes for A2/A5 50pcs/pk
Sheath tube side eyes for A2/A5（sterilized）50pcs/pk

Option

コード番号01241105
Code No.

01241104

01235502

01241106

01241103

01242103

型式
Type

A1～A6用レバー
Lever for
A1～A6

スプリング
Spring

A１～A6 E1、E2用
シースロックSheath rock for
A１～A6 E1,E2

A1～A3用 指掛け
Finger hook for
A1～A3

A4～A6 E1、E2用 指掛け
Finger hook for
A4～A6 E1,E2

A１～A6 E1、E2用キャップ
Cap for A１～A6 E1,E2

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

29

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

シース管

Sheath tube for AI/ET gun
牛の人工授精や受精卵移植に使用するストロー注入器（P.28）用の外鞘として使用します。滅菌済みもあります。

For artificial insemination or embryo transfer for cows.
To be used with AI/ET guns. Disinfected sheath available, too.

先端拡大
Tip

AI

人工授精用

横穴式 E2用
Side eyes E2

横穴式 A2/A5用
Side eyes A2/A5

横穴式 A1/A4用
Side eyes A1/A4

For Artificial insemination

コード番号
Code No.

01238000

0123810001243100012432000124410001244200

型式
Type

横穴式
A1/A4用Side eyes
A1/A4

横穴式
A1/A4（滅菌済）Side eyes
A1/A4（Sterilized）

横穴式
A2/A5用Side eyes
A2/A5

横穴式
A2/A5（滅菌済）Side eyes
A2/A5（Sterilized）

横穴式
A3/A6用Side eyes
A3/A6

横穴式
A3/A6（滅菌済）Side eyes
A3/A6（Sterilized）

入数
Contents

50本
50pcs

サイズ
LengthET

φ4.7×447mm

受精卵移植用

φ4.7×500mm

φ4.7×540mm

For Embryo transfer

コード番号
Code No.

01245300

01245700

01245200

型式
Type

横穴式E1（滅菌済）Side eyes E1 (Sterilized)

横穴式E2（滅菌済）Side eyes E2 (Sterilized)

シース管カバーE（E1/E2用）
Sheath cover E (E1/E2)

入数
Contents
サイズ
Length30

シース管カバーE（E1/E2用）
Sheath cover E（E1/E2）

10本
10pcs
φ3.7×500mm

φ3.7×540mm

φ4.7×400mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

シース管カバー JEIDA
Sheath cover JEIDA
シース管（P.30）をセットしたストロー注入器（P.28
・29）に装着して使用するカバーです。装着すること
により、注入器を衛生的に子宮体まで挿入できます。
箱内にロール状に収納されており、1枚ずつ切り取り使用します。
After setting the sheath tube onto AI gun, cover it with this sheath cover, which allows toinsert the gun into the uterine body hygienically. Stored in a roll. Cut one by one to use.
JEIDA470

JEIDA530

コード番号
Code No.

0123820001238300

01238400

型式
Type

JEIDA470

JEIDA530

JEIDA570

入数
Contents

100枚
100pcs

80枚
80pcs

80枚
80pcs

サイズ
Size

470×25mm

530×25mm

570×25mm

材質
Material

JEIDA570

PVC◆動物用一般医療機器

AMカテーテル
Intrauterine insemination catheter "AM catheter"
牛の人工授精時（0.5mLストロー管対応）に使用する器具です。内管先端に収納している内筒チューブを伸長させることにより、精液を子宮深部まで注入させることができます。現場ですぐに使用できるように滅菌してあります。

This catheter is used with 0.5mL semen straw for cow
intrauterine insemination.
Sterilized for single use, on the spot.
*Separately 1mL syringe is necessary to be prepared.

※別途シリンジ（容量1mL）が必要です。

販売
中止

コード番号
Code No.

01247000

型式
Type

AM-S1

構成
Composition

本体×20入 押し棒
20pcs Push rod 1pc included

販売

サイズ
Size

φ3.6×440mm（内筒チューブ長：150mm）
中止
φ3.6×440mm (Inner tube length：150mm)

内筒全容積
Inner cylinder capacity

0.8mL

材質
Material

外筒：ステンレス 内筒：塩化ビニール つば：ゴム 先端・コネクター：樹脂
Outer：SUS Inner：PVC Brim：Rubber Tip/Connector：Plastic

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

31人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

ストロー嘴管Sucker for insemination gun, Type A
牛の人工授精用精液注入器（細型A）の先端に装着する専用の先穴式の嘴管です。
※精液注入器（細型A）は生産中止です。

This sucker (point eye type) is to be used
exclusively on the point of Insemination gun
Type A.
*Insemination gun Type A is discontinued.
乳牛用
for daily cattle

コード番号
Code No.

01231000

01232000

型式
Type

乳牛用
for daily cattle

未経産用
for heifer

サイズ
Size

φ4.8×95mm

φ４.0×95mm

材質
Material

未経産用
for heifer

黄銅、メッキBrass, plated

ストロー注入器ケース
Case for AI/ET gun

ストロー注入器A1～A6、E1、E2 全タイプ（P.28）収納可能型です。
All type of our AI/ET guns A1～A6, E1 and E2
can be stored in the case.

32

コード番号
Code No.

01242500

サイズ
Size

φ18×575mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

シース管カバー キャップ付
Sheath protector

シース管（P.30）を装着したストロー注入器（P.28）に装着することにより受精卵移植時に外陰部や腟壁の雑菌類を、子宮内へ持ち込むことを防止します。
To be used for ET gun to prevent contamination by bacteria from external genitalia into
reproducive organs.
コード番号
Code No.

01207380

入数
Contents

50本
50pcs

サイズ
Size

φ6.5（先端：φ9）×300mm
φ6.5 (Tip：φ9)×300mm

シース管ケース ソフトキャップ付
Case for sheath tube with cap

シース管を衛生的に収納できる樹脂製のケースです。
Plastic case to store sheath tubes hygienically.
コード番号
Code No.

01207300

収納本数
Capacity

50本
50pcs

サイズ
Size

φ43×545mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

33

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments

ストロー剪刀Ⅱ
Scissors for straw tubeⅡ

ストロー精 液 管0. 5m L、0.25m Lの切 断に使 用します。
切口を押し潰さずに確実にカットできます。
To be used to cut the straw tube without
crushing the cutting edge.
コード番号
Code No.

01136700

仕様
Spec.

0.5mL/0.25mL ストロー管用
for cutting 0.5mL/0.25mL

サイズ
Size

125mm

質量
Weight40g

材質
Material

ステンレス
SUS

ストローピンセット/ピンセット
Straw tweezers

LN2保存容器から、ストロー精液管を取り出す時に使用します。
To be used to take out the frozen straw tubes.
160mm

400mm

450mm

コード番号
Code No.

01134000

01135000

01136000

サイズ
Size

160mm

400mm

450mm

質量
Weight

25g

210g

245g

材質
Material

34

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artiﬁcial insemination equipment and instruments

ストロー融解器 L-2型 ヒーター付
Straw thawer with heater L-2

凍結したストロー精液管の融解用として使用します。
電源は自動車のライターソケットからとります。

本体
Main unit

To be used to thaw the frozen semen straws.
Take the power source from 12V sigarette lighter socket in a car.

コード番号
Code No.

01215300

型式
Type

ヒーター付きwith heater

構成
Composition

本体 外蓋 ストロー管立て用中栓 コントローラー
Main unit Cap Straw container Controller

サイズ
Size

本体：φ110×260mm
ストロー管収納部：φ20×150mm
販売
コントローラー：120×100×45mm
中止
Main unit：φ110×260mm
Straw container：φ20×150mm
Controller：120×100×45mm

設定温度
Preset temp.

30〜40℃（0.1℃単位）
30〜40℃ (at 0.1℃)

電源Power source

DC12V カーバッテリー
DC12V Car battery

質量
Weight

1.5kg

外蓋
Cap

販売
中止

コントローラーController

ストロー管立て用中栓
Straw container

ストロー融解器 WTA
ストロー管内に凍結した精液や受精卵を融解することに使用します。
電源はACコンセント、シガーライターソケット両方の電源コードが付属しております。
ストロー融解時の融解時間を確認することに便利なタイマー機能を有しています。

北海道富士平工業株式会社

専売品

コード番号

01215400構成

本体 ストロー管立て用中栓
電源コード2種（シガーソケット用、コンセント用）

サイズ

本体（W×D×H）：110×130×195mm
ストロー管収納部：φ51×150mm

設定温度

25〜50℃（0.1℃単位）

電源

DC12V

質量

1.1㎏

本体

AC100〜240V
電源コード（シガーソケット用、コンセント用）
ストロー管立て中栓

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

35

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments◆動物用一般医療機器

腟鏡 牛用

Vaginal speculum for cow
牛の腟開口用として、腟内部観察や人工授精の補助具として使用します。

To be used for examination or as supporting tool for
artificial insemination for cow.

コード番号
Code No.

01217500

01218500

01219000

型式
Type

未経産牛用 大型
for heifer/horizontal
open type（L）

未経産牛用 小型
horizontal
open type（S）

乳牛用
for dairy/horizontal
open type

サイズ A
Size A

280mm

255mm

300mm

サイズ B
Size B
サイズ C
Size C

未経産牛用 小型
horizontal open type（S）

115mm
45mm

40mm

サイズ D
Size D

45mm

37mm

質量
Weight825g

材質
Material

未経産牛用 大for cow/horizontal open type（L）

乳牛用
for cow/horizontal open type

935g
ステンレス
SUS

別売部品（馬用共通） Option
別売部品

コード番号
Code No.

01216001

01216002

型式Type

腟鏡牛用 開閉ネジ（共通）Open/close screw腟鏡牛用 支点ネジ（共通）Support screw

Option腟鏡牛用 開閉ネジ（共通）Open/close screw◆動物用一般医療機器

腟鏡 馬用Ⅱ

Vaginal speculum for horse
馬の腟開口用として、腟内部観察や人工授精の補助具として使
用します。

36

コード番号
Code No.

01307000

型式
Type

馬用Ⅱ
for Horse

サイズ A
Size A

300mm

サイズ B
Size B

115mm

サイズ C
Size C

45mm

サイズ D
Size D

65mm

質量
Weight1,000g

材質
Material

ステンレス
SUS

To be used as supporting tool for artificial insemination for horse, examination of vaginal conditions.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

カウモデルⅣ
Training cow model Ⅳ

牛のFRP製模型で、実物の感触に似せた子宮シミュレーターが組み込まれています。また内部にヒーターと照明を装備しており、牛体背面と前面の２ヶ所から内部の観察ができるので人工授精等の練習に最適です。
操作に必要なスイッチ類は牛体前面にまとめられて、操作が簡単です。
FRP-made cow model for AI training. Real-touch uterus simulator
is installed inside.
Heater installed to recreate the body temperature. Turn on thelight to observe internal organ from the front and top window.
All control switches are installed in front of the body for easier
operation.
コード番号
Code No.

01702200

構成
Composition

本体 練習用注入器 電源コード 台車
Main unit Practice injection gun Power cord

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

685×860×1,450mm 輸送時：685×650×1,450mm
685×860×1,450mm Min：685×650×1,450mm

電源
Power source

AC100V

質量
Weight

約51kg
51kg approx.

Trolley

50/60Hz● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.
*Please ask for the other power source.

牛子宮シミュレーター
Cow uterus simulator

牛人工授精の手技を学習するための模型です。生体による実習の代替として動物福祉の観点からも適していると考えられます。
実物の感触に似せた腟・頸管・子宮・卵巣を有しております。子宮頸管の外壁は透明なので、注入器がどの位置にあるか等の確認ができます。
An educational model for learning the artificial insemination. For animal welfare, this simulator is suitable as a
substitute to practical training by living body.
The simulator includes vagina, cervical canal, uterus, andovary which recreates the real touch. The cervical canal arepartially ​​transparent to check where the injecting gun is.

コード番号
Code No.

01703100

サイズ
Size

430mm（子宮頸管：100mm）
430mm (cervical canal：100mm)

質量
Weight475g

材質
Material

シリコン
Silicone● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

37

人工授精機器

Artificial insemination equipment and instruments

カーマヒートHeat detection kit

発情日が近い牛の背に貼り、朝晩2回牛の駕乗行動
による変色を見るだけで発情日がわかります。貼り付け方法は、強力両面テープでワンタッチです。
Stick on the cow's back, which is close to estrus period, to check the color change twice
a day by cow mounting behavior. The double-sided tape makes easy to stick.
コード番号
Code No.

01249700

入数
Contents

40個
40pcs

写真は変色後の状態です。
After color change as shown to the right.

◆動物用一般医療機器

ポリテックスPolyethylene gloves, Politex
産業動物の直腸検査、人工受精時及び受精卵移植時に、使用する使い捨て手袋です。
腕部の幅をしぼりフィット感を向上させています。

Protection glove for rectal observation, artificial
insemination, embryo transfer, etc.
Width of arm part was narrowed for better fit.
コード番号
Code No.

01257200

型式
Type

ポリテックスPolitex

入数
Spec.

100枚
100pcs

サイズ
Size

全長：約900mm 厚さ：0.03mm
Length：900mm Thickness：0.03mm

材質
Material

ポリエチレン
Polyethylane● 大箱は20箱入りです。

38

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

豚・緬山羊 人工授精機器
A.I. Instruments for pig/sheep/goat

擬牝台 豚用 Dummy sow･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 40
豚用ゴム内筒/豚用採取ゴム Rubber inner liner/Rubber funnel for boar semen･････････････････････････････ 40
精子密度計 豚用Ⅲ Porcine sperm photometer type Ⅲ･･･････････････････････････････････････････････････ 41
恒温器 Incubator･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 42
広口保存瓶 茶 Semen collecting bottle, Brown･･････････････････････････････････････････････････････････ 42
ザーメンチューブ（豚精液ボトル） Semen tube･････････････････････････････････････････････････････････････ 43
豚精液用ポリボトル Poly bottle･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 43
豚ディスポAIカテーテル Disposable AI catheter for pig･･･････････････････････････････････････････････････ 44
豚ディスポ深部注入IUIカテーテル Disposable IUI catheter for pig･ ････････････････････････････････････････ 45
子宮深部注入用カテーテルセット匠"TAKUMI"（滅菌済）"Takumi" IU catheter set for porcine embryo (Sterilized)･････････････････････････････････････････････････ 46
西川式 緬山羊の人工腟 Artificial vagina for sheep and goat, Nishikawa-type･････････････････････････････ 47
緬山羊ゴム内筒 A・B Inner liner for Artificial vagina for sheep and goat･･････････････････････････････････ 47
冷蔵ショーケース Refrigerated showcase････････････････････････････････････････････････････････････････ 48

39

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat

擬牝台 豚用Dummy sow

豚の精液を安全に効率よく採取できます。
乗駕台は種豚の大きさに合わせ高さを自由に調節できます。
前脚用側板つき。
For safe collection of semen.
The height can be adjusted to the size ofboar. Side board for front legs provided inboth side.
コード番号
Code No.

01407000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

800×1,300×820mm

鞍部サイズ（W.D.）
Saddle size（W.D.）

350×1,200mm

質量
Weight約67kg
67kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

豚用ゴム内筒/豚用採取ゴム
Rubber inner liner/Rubber funnel for boar semen
人工腟豚用と組み合わせて使用します。豚の精液を容易に採取できます。
To be used with artificial vagina for boar foreasier collection of semen.
コード番号
Code No.

01405000

01406000

型式
Type

ゴム内筒
Inner liner

採取ゴム
Funnelサイズ（L.W.）
Size（L.W.）

210×70mm

87×80mm

材質
Material40

ゴム内筒
Inner line

採取ゴム
Funnel天然ゴム
Natural rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat◆動物用一般医療機器

精子密度計 豚用Ⅲ
Porcine sperm photometer type Ⅲ
採取した豚の精液をそのままの状態で測定できます。※

人 工 授精に使 用する際の精子密度と容器サイズを入 力すると、希釈液量とボトル本数を自動計算します。活力の夏/冬の変化は、条件を入力することで正確な計算ができます。
※精液の濁度から精子密度を推定する機器です。精子数を直接計測する方法ではありません。また活力自動計算機能もありません。

付属品

No need to dilute the collected boar semen. By input the data of semen concentration and bottle size,
the device automatically calculates the necessary extender volume and bottle numbers to be produced.
*This equipment does not directly measure the number ofsperm. It estimates the semen concentration from turbidity.
New function : Relative semen vitality can be input depends on
the seasonal conditions. Semen vitality cannot be calculated
in this device.

Accessories

ホルダー
Holder

本体ホルダー挿入部用キャップCap for holder

キャピラリー100本入
Capilary tube
100pcs/set

シーラント
Sealant

掃除棒
Cleaning bar

ACアダプターAC adapter

コード番号
Code No.

01045600

構成
Composition

本体 ホルダー 本体ホルダー挿入部用キャップ キャピラリー100本入 シーラント 掃除棒 ACアダプター
Main unit Holder Cap for holder Capillary tube 100pcs/set Sealant Cleaning bar AC adapter

電源Power source

ACアダプターまたは電池（単三乾電池4本）
AC adapte or drybattery AA×4pcs

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

190×138×46mm

質量Weight580g

別売部品

Consumables

コード
Code No.

01045501

01045502

型式
Type

キャピラリー100入Capilary tube 100pcs/set

シーラント
Sealant

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

41

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat

恒温器
Incubator

希釈液、精液の低温保存時に使用します。
For the preservation of extender andsemen in low temperature.

MIR-154-PJ

MIR-H163-PJ

コード番号
Code No.

34006000

34006100

34006200

型式
Type

MIR-154-PJ

MIR-154S-PJ

MIR-H163-PJ

温度制御範囲（周辺温度）
Temperature control range(Ambient temperature)-10℃～60℃(5℃～35℃)

2℃～50℃(5℃～35℃)

室温+5℃～80℃（20℃～35℃）
Room temp+5℃～80℃(20℃～35℃)

運転モード
Operation mode

任意設定可能Can be set arbitrarily

最大3ステップ
Up to 3 steps

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：700×580×1,018mm
内寸：620×368×555mm
Out：700×580×1,018mm
In：620×368×555mm

外寸：700×580×918mm
内寸：620×368×555mm
Out：700×580×918mm
In：620×368×555mm

容量Capacity

ー

123L

電源
Power source

93L
AC100V

質量
Weight78kg

50kg

外寸：580×595×820mm
内寸：450×460×450mm
Out：580×595×820mm
In：450×460×450mm

50/60Hz
68kg

広口保存瓶 茶Semen collecting bottle, Brown
希釈液、精液等を保存する時に使用する褐色瓶です。
Brown glass bottle for preservation of extender, semen, etc.
コード番号
Code No.

01411000

型式
Type

小
Small

容量
Capacity

250mL

材質
Material

ガラス
Glass

● 在庫品のみの販売です。

42

While the stock lasts.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat◆動物用一般医療機器

ザーメンチューブ（豚精液ボトル）
Semen tube
豚の人工授精専用の精液容器として使用します。
各種カテーテルに直接接続します。
Boar semen container, connectable to insemination catheters directly.
コード番号
Code No.

01427000

入数
Contents

50本
50pcs

容量
Capacity

約60mL
60mL approx.

材質
Material

軟質ポリエチレン
Soft Polyethylene◆動物用一般医療機器

豚精液用ポリボトル
Poly bottle

精液保存用のボトルとして使用し、注入時には先端部をカテーテルに合わせてカットして使用します。
Bottle for preservation of semen.
Cut the point tip to connect with insemination catheter.

コード番号
Code No.

01428500

01428600

01428700

01428800

型式
Type

赤キャップ
Red

青キャップ
Blue

緑キャップ
Green

黄キャップ
Yellow

入数
Contents

500本
500pcs

容量
Capacity

100mL

材質
Material

ポリエチレンpolyethylene

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

43

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat◆動物用一般医療機器

豚ディスポAIカテーテル
Disposable AI catheter for pig
豚の人工授精時に使用する使い捨ての精液注入器用カテーテ
ルです。
経産用・未経産用の先端は柔らかく弾力性のある材質のため頸管を傷つける心配はありません。スパイラルタイプは先端が細くなっているため経産、未経産どちらの豚にも対応できます。また先端が白色のため注入後の汚れ等を視認しやすくなっています。
グリップエンドは豚精液ポリボトル（P.43）の先端に最適な形状です。

Disposable semen injection catheter for pig AI.
Tips are made from soft and elastic material, which
does not damag uterine cervix.
The thin tip of spiral type fits both sow and gilt. The
white color tip makes easy to check the contamination after the insemination.
Grip-end fits the shape of the tips of our poly-bottles(P.43).

スパイラルタイプSpiral type

未経産用
for Gilt

経産用
for Sow

コード番号
Code No.

01425500

01425600

01425700

型式
Type

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

スパイラルタイプSpiral type

入数
Contents
サイズ
Size
材質
Material

44

500本
500pcs
φ21×502mm

φ17×502mm
先端：EVA 管：PP グリップエンド：PVC
Tip：EVA Tube：PP Glip end：PVC

φ16×528mm
先端、グリップエンド：PVC 管：PP
Tip, Glip end：PVC Tube：PP

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat◆動物用一般医療機器

豚ディスポ深部注入IUIカテーテル
Disposable IUI catheter for pig
豚の人 工 授精 時に精 液を子宮内まで注 入することが可能です。内芯先端が柔軟性のある素材のため、子宮内を傷つけることなく内芯を挿入できます。さらに内芯後端部分に先端からの内芯突出長さを示す目盛りが11～17cmまで1cm間隔で記載されているため初めて使用する場合も安心して使用できます。
経産用と未経産用の2種類あります。

Catheter set for porcine intrauterus insemination.
With the flexible tip, the inner core can be inserted
without scratching the uterus.
There are the scales in the last half of inner core in
1cm increments up to 17cm, which indicates the protruded length of the core from the top.
Two types available, for sow or gilt.

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

コード番号
Code No.

01424000

01424100

型式
Type

経産用
for Sow

未経産用
for Gilt

入数Contents
サイズ
Size
材質
Material

100本
100pcs
φ22×768mm

φ19×768mm（外筒）先端：EVA 管：PP （内芯）先端：TPE管、ストッパー：PE グリップエンド：PVC(Outer)Tip：EVA Tube：PP (Inner)Tip：TPE, Stopper：PE Grip end：PVC

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

45

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat◆動物用一般医療機器

子宮深部注入用カテーテルセット匠"TAKUMI"（滅菌済）"Takumi" IU catheter set for porcine embryo (Sterilized)
豚の子宮頚管まで挿入できるスパイラル型の外側ガイドカテー
テル（外筒）と、内側の横穴式子宮深部注入用カテーテル（内芯）を組み合わせたカテーテルセットです。
麻酔や鎮静処置を必要とせず、受精卵を非外科的に移植することができるので、生産現場で受精卵移植作業が確実に行えます。

Catheter set with a spiral outer guide and an innercore with side eyes.
Embryo can be transplanted non-surgically withoutanesthesia or sedation, ensuring ET operation at the
production site.

販売
中止

内芯
Inner core

外筒Outer guide

コード番号
Code No.

01428000構成
Conposition

スパイラルガイド（外筒）×10 深部注入カテーテル（内芯）×10
Outer guide 10pcs Inner core 10pcs 販売

サイズ
Size

外筒：φ15×500ｍｍ
Outer：φ15×500ｍｍ

材質
Material

ポリエチレン/ポリプロピレン
PE/PP

内芯：φ3.5×1,220mm
中止
Inner：φ3.5×1,220mm● ディスポーザブル製品 Disposable● 在庫品のみの販売です。 While the stock lasts.

46

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat◆動物用一般医療機器

西川式 緬山羊の人工腟
Artificial vagina for sheep and goat, Nishikawa-type
緬・山羊の精液を容易に採取することができます。
保温された腟筒内で精液が採取されますので、外気温による影響が少なく、精子の性状保護ができます。
For the easier collection of sheep and goatsemen.
Warmed cylinder prevents effect from outside
temperature, and keeps the semen in goodcondition.

コード番号
Code No.

01502000

構成
Composition

内筒A 内筒B 人工腟筒
キャップA キャップB 送気球
Inner linerA/B Main unit
Cap A/B Pressurizing balloon

サイズ
Length207mm

質量Weight505g

材質
Material

樹脂
Plastic

内筒A
Inner linerA

人工腟筒
Main unit

内筒B
Inner linerB
送気球
Air bag

キャップA
Cap A

キャップB
Cap B

緬山羊ゴム内筒 A・B
Inner liner for Artificial vagina for sheep and goat
西川式緬山羊の人工腟と組み合わせて使用するゴム内筒です。

Rubber inner liner used in combination with the Nishikawa-type artificial vagina for sheep and goat.

B

A

コード番号
Code No.

01503100

01503200

型式
Type

A

B

サイズ（L.W.）
Size（L.W.）

300×約80mm
300×80mm approx.

200×約20～70mm
200×20～70mm approx.

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

シリコン
Silicone

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

47

豚・ 緬山羊 人工授精機器

A.I. Instruments for pig/sheep/goat

冷蔵ショーケース
Refrigerated showcase

希釈液や精液を保存するための冷蔵庫です。ノンフロン冷媒のため、フロン排出抑制法の対象外です。USBへ各種データの出力が可能です。

Refrigerator for storing extender and semen. Since ituses non-CFC refrigerant, it is not subject to the CFC
emission control law. Data can be output to USB.

コード番号
Code No.

34001000

型式
Type

MPR-S150H-PJ

温度設定範囲Temp. setting range

2℃～14℃（周辺温度：-5℃～35℃）
2℃～14℃(Ambient temperature：-5℃～35℃)

容量
Capacity

165L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：800×500×1,120mm 内寸：720×360×725mm
out：800×500×1,120mm in：720×360×725mm

電源Power source

100V

質量
Weight72kg

50/60Hz● 受注生産品です。 納期をご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

48

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

凍結保管容器

LN2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 DR型 LN2 tank, DR series･ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 50・51
LN2 凍結保管器 SR型 LN2 tank, SR series･････････････････････････････････････････････････････････････････ 52
17シリーズ ストロー用十字仕切板 Cross partition for 17L LN2 tanks････････････････････････････････････････ 53
全周底平板加工 Full flat plate processing for canister･ ･･････････････････････････････････････････････････ 53
DCサイホン（LN2 汲上装置） LN2 drawing unit for DC series tank･････････････････････････････････････････ 53
LN2 凍結保管器 ドライシッパー型 LN2 tank, dry shipper type･･････････････････････････････････････････････ 54
LN2 凍結保管器 DR-30-6ET LN2 tank DR-30-6ET for embryo･････････････････････････････････････････････ 55
LN2 凍結保管器用キャスター台 大/小 Caster board for LN2 tank ･･･････････････････････････････････････････ 55
LN2 貯蔵運搬器 LN2 transport and storage tank ････････････････････････････････････････････････････ 56・57
LN2 凍結保管器 大型 Large LN2 tank･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 58

49

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 DR型
LN2 tank, DR series

容量、収納量の大小はもちろん、液体窒素の長期保存タイプや持ち運び自由なハンディータイプなど、機能・形状・大きさの異なる機種を豊富に揃え、多種多様な用途に対応します。

The variety of tank available according to capacity,preservation span of liquid nitrogen, etc.
*Refer to P.53 for bottom machining of canisters.

※キャニスターの底平加工についてはP.53を参照ください。

50

DR-2

DR-10N

DR-10A

DR-11A

DR-17

DR-17A

DR-22

DR-30-6/30-10

ジャケット装着例（DR-17）

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

凍結保管容器

ストローキャニスター仕様

LN 2 tanks for storage and shipping

Straw canister specifications

コード番号
Code No.

02014000

02015000

02016600

02031400

02017000

02018000

02022000

02025000

02026000

型式
Type

DR-2

DR-10N

DR-10A

DR-11A

DR-17

DR-17A

DR-22

DR-30-6

DR-30-10

構成
Composition

ボンベ ストローキャニスター
（十字仕切板付） ジャケット
ボンベ ストローキャニスター ジャケット
Tank Straw canister (withTank Straw canister Jacket
cross-form partition) Jacket

ボンベ ストローキャニスター ジャケット
Tank Straw canister Jacket

LN 2 容量Capacity

2.0L

10.0L

10.5L

11.0L

LN 2 保持日※1、※2
Keep day's

12

48

75

53

86

110

50

68

再充てん期間（日）※3
Refill in days

7

30

46

33

52

68

30

42

サイズ（mm）
Size（mm）

φ160×392

φ315×401

φ260×573 φ260×580 φ347×564 φ347×613

口径
Neck dia.

50.8mm

17.4L

63.5mm

22.5L

31.8L

φ363×640

50.8mmφ441×642
119.0mm空質量
Emp.wt.

2.0kg

5.0kg

5.5kg

5.3kg

8.5kg

9.0kg

10.5kg14.5kg

総質量 ※4
Full wt.

3.6kg

13.1kg14.0kg14.2kg22.6kg23.1kg28.7kg40.2kg

キャニスター本数
Canister

1

6

8

6

10

ストロー収納数（0.25mL）※5
190
Capacity of straw（0.25mL）

1,140

3,840

1,140

11,20015,84014,000ストロー収納数（0.5mL）※5
100
Capacity of straw（0.5mL）

600

1,920

600

6,080

8,160

7,600

● 納期ご確認ください。

Please ask us for delivery date.

アンプルキャニスター仕様

Ampoule canister specifications

コード番号
Code No.

02016700

02031500

02017500

0201810002022500

02025500

02026500

型式
Type

DR-10A

DR-11A

DR-17

DR-17A

DR-22

DR-30-6

DR-30-10

8

6

10

912

1,332

1,140

キャニスター本数
Canister
アンプル収納数※6
Capacity of
ampoule6180● 納期ご確認ください。

288

180

Please ask us for delivery date.

※１ LN2保持日は、キャニスターを装着していない静置状態における日数です。
※2 LN2保持日は公称値であり、設置場所や使用頻度により変化致します。
※3 再充てん期間は1日1回の容器開閉操作を基準としており、容器開閉操作が多い場合は再充てん期間も短くなります。
※4 総質量は、キャニスター・収納物質量は含みません。
※5 ストロー収納数は、国産ストローを用いた時の参考値です。
※6 アンプル収納数は、外径12.4mm×高さ44mmのアンプルが6個装着可能な高さ292mmのアンプルケーン1本につき6個装着した時の値です。

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

51

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 SR型
LN2 tank, SR series

液体窒素蒸発損失量を大幅に減少させ、補給までの期間が一段と長くなり、ランニングコスト面での費用削減を実現しました。

With minimized LN2 evaporation rate, the runningcost is reduced.

※キャニスターの底平加工についてはP.53を参照ください。

*Refer to P.53 for full flat processing of canister

SR-17

ストローキャニスター仕様

Straw canister specifications

ジャケット装着例（SR-17）

アンプルキャニスター仕様
Ampoule canister specifications

コード番号
Code No.

02034000

02038000

02039000

コード番号
Code No.

0203410002038500

02039500

型式
Type

SR-17

SR-36-6

SR-36-10

型式
Type

SR-17

SR-36-6

SR-36-10

構成
Composition

本体 ストローキャ
ニスター（十字仕切板付） ジャケット

本体

LN 2 容量Capacity

17.4L

36.2L

LN 2 保持日※1、※2
Keep day's

136

100

再充てん期間（日）※3
Refill in days

85

サイズ（mm）
Size（mm）

φ347×653

ストローキャニスター

ジャケット

キャニスター本数
Canister
アンプル収納数※6
Capacity of
ampoule

6

180

10

1,332

1,140

※１ LN2保持日は、キャニスターを装着していない静置状態における日数です。

口径
Neck dia.

62
φ441×704

50.8mm119.0mm空質量
Emp.wt.

9.5kg

15.0kg

総質量 ※4
Full wt.

23.6kg44.2kg

キャニスター本数
Canister

6※2 LN 2保持日は公称値であり、設置場所や使用頻度により変化致します。
※3 再充てん期間は1日1回の容器開閉操作を基準としており、容器開閉操作が多い場合は再充てん期間も短くなります。
※4 総質量は、キャニスター・収納物質量は含みません。
※5 ストロー収納数は、国産ストローを用いた時の参考値です。
※6 アンプル収納数は、外径12.4mm×高さ44mmのアンプルが6個装着可能な高さ292mmのアンプルケーン1本につき6個装着した時の値です。

10

ストロー収納数（0.25mL）※5
Capacity of straw（0.25mL）

1,140

1,584014,000ストロー収納数（0.5mL）※5
Capacity of straw（0.5mL）

600

8,160

7,600

● 納期ご確認ください。

52

SR-36-6

Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

17シリーズ ストロー用十字仕切板
Cross partition for 17L LN2 tanks

ストローキャニスター用の仕切り板です。キャニスタ
ー筒内に挿入することで筒内を4分割にすることができます。
17シリーズ（DR-17、DR-17A、SR-17）には標準装備されています。
Partition plate for straw canisters. Inside thecanister can be divided into four parts by thisplate.
17liter tanks (DR-17, DR-17A, SR-17) has thisplate as standard accessory.
コード番号
Code No.

02017006

サイズ
Size

φ36×135mm

該当機種
Applicable modelDR-2 DR-10N DR-10A
DR-17 DR-17A SR-17

全周底平板加工

Full flat plate processing for canister
通常のキャニスターは底面をメッシュにして液体窒素が抜けるようにしていますが、液体窒素が抜けないよ
うに底面に平板を取り付ける加工もできます。
LN2 凍結保管器の注文時にご指示ください。
Normally, staw canister has mesh bottom sothat LN2 passesthrough. We can process thebottom part not to allow LN2 coming out, using a flat bottom plate. Please ask at yourorder.

DCサイホン（LN2 汲上装置）
LN2 drawing unit for DC series tank

DC容器に取付けて液体窒素の取り出しに使用します。
To be used with DC series tank to draw out LN2 .
コード番号
Code No.

02061500

02061000

02060000

型式
Type

DC-10用for DC-10

DC-20用for DC-20

DC-30用for DC-30● 保存容器は別売です。
LN 2 storage tank is separately sold.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

53

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 ドライシッパー型
LN2 tank, dry shipper type

液体窒素を容器内部の特殊な吸収剤に吸収させることで、容器が倒れても液漏れしません。
専用ハードケース（オプション）との組み合わせで、より安全に、より安定した超低温下で搬送できます。
No leak even falling the tank. A special absorbent used in the container. Combination recommended with optional hard case, speciallydesigned to enable transportation in safer and more stable ultra-low
temperatures.
コード番号
Code No.

0204310002045100

受注生産
Made-to-order

型式
Type

DR-2DS

DR-6DS

DR-22DS

構成
Composition

本体 ストローキャニスター ジャケット
Tank Straw canister Jacket

LN 2 容量Capacity

2.0L

6.0L

22.5L

LN 2 保持日
Keep day's

4

15

18

サイズ
Size

φ160×392mm

φ260×437mm

φ363×640mm

口径
Neck dia.

50.8mm

63.5mm119.0mm空質量
Emp.wt.

2.0kg

4.6kg

13.4kg

総質量
Full wt.

2.9kg

8.7kg

26.0kg

キャニスター本数
Canister

DR-2DS

1

ストロー収納数（0.25mL）
Capacity ofstraw（0.25mL）

220

650

2,850

ストロー収納数（0.5mL）
Capacity ofstraw（0.5mL）

100

300

1,580

ハードケース

Hard case

コード番号
Code No.

0204320002045200

受注生産
Made-to-order

型式
Type

DR-2DS用HC

DR-6DS用HC

DR-22DS用HC

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

250×250×500mm

350×350×550mm

450×450×750mm

質量
Weight

4.5kg

7.0kg

14.5kg

DR-6DS

ハードケース
Hard case

54

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 DR-30-6ET
LN2 tank DR-30-6ET for embryo

多種の凍結受精卵ストロー管を保存できる角型キャニスター
付属の保管器です。16区画のキャニスターが6本収納されており、管理しやすい安全な保存容器です。
コード番号
Code No.

02024000

型式
Type

DR-30-6ET

構成
Composition

ボンベ 角型キャニスター×6 ジャケット
Tank Canister x6 Jacket

LN 2 容量Capacity

31.8L

LN 2 保持日
Keep day's

80

サイズ
Size

φ441×642mm

口径
Neck dia.

φ119mm

充填時質量Full weight

42.2kg

角型キャニスター
Canister

80×135mm
80×135mm

ストロー収納数(0.25mL)
Straw capacity

3,456本
3,456pcs

DR-30-6ET contains 6pcs of quadrangular straw canisters.
One canister is divided into 16 rooms for easier management of ET straws.

6本
6pcs

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

LN2 凍結保管器用キャスター台 大/小Caster board for LN2 tank

保存容器移動用の台車です。
容器の種類に応じ、2種類のキャスター台があります。
Caster board for transportation of LN2 tanks.
Two sizes available according to your LN2 tank size.

コード番号
Code No.

02062000

02063000

型式
Type

小
Small

大
Large

サイズ
Size

φ400mm

φ500mm該当機種
Applicable model

DR-17

DR-17A

DR-22

SR-17

DR-30-6

DR-30-10

SR-36-6

SR-36-10● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

55

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

LN2 貯蔵運搬器

LN2 transport and storage tank
DC容器は、液体窒素の注入口径が大きく、スムーズに液体窒素の注入、取り出しができます。充填時間や充填ロスも極めて少なく経済的です。
DLS-B容器は、液取出弁を開けるだけで液体窒素の取り出しが可能です。キャスターつきで移動も容易です。外装材質をステ
ンレス製にもできます。

DC-20

DC-10

DC series made with larger neck diameter for easier
LN2 filling and drawing out.
With DLS-B series, simply open the valve to draw out
LN2 . Casters provided for easier transportation.

DC-30

DLS-50B

DLS-120B

コード番号
Code No.

型式
Type

LN 2 容量Capacity

サイズ（mm）
Size（mm）

空質量
Emp.wt.

充填時質量Full wt.

LN 2 蒸発量
Evaporation

02057000

DC-10

10.5L

260×5145kg

12.7kg0.25L/日
0.25L/day

02056000

DC-20

20L

φ347×575

8kg

24.2kg0.28L/日
0.28L/day

02054000

DC-30

30L

φ441×611

11kg

35.2kg0.31L/日
0.31L/day

02053000

DLS-50B

50L

φ455×840

40kg

74kg

1.5L/日1.5L/day

02052000

DLS-120B

120L

φ505×1,350

76kg

157kg

2.1L/日2.1L/day

02051000

DLS-250B

250L

φ656×1,525

133kg

303kg

2.5L/日2.5L/day

02050000

DLS-500B

490L

φ806×1,750

320kg

650kg

4.5L/日4.5L/day

液供給量
Supply vol.

ー

10L/分
10L/min● DLS-500Bは受注生産品です。 DLS-500B is made-to-order.
● DLSタイプにはステンレス製もあります。 Stainless made DLS type is also available. Contact us for quotation.

種別・形状一覧

Canister forms

S-1

S-2

S-3

S-4

上部ロッド上部ロッド
上部ロッド
上部ロッド
上部ロッド上部ロッド
上部ロッド

内筒

S-5
把手 内筒把手
把手
把手
把手
内筒
内筒

内筒
内筒
内筒
内筒

A-1

A-2

把手
内筒
内筒
内筒
内筒
把手 内筒 内筒

把手

把手
把手
把手
把手

把手 把手

B

BB
BB

B

エポキシチュー
エポキシチュー
エポキシチュー
エポキシチュー
エポキシチュー
ブ
エポキシチュー
ブブ
ブブエポキシチュー
ブ ブ
C 下部ロッCC
下部ロッド下部ロッ
下部ロッ
下部ロッ
下部ロッ
ド
ド
ドド下部ロッ
ド CC
ド

CC

C CC
CC

C

C

C

B
B

BB
BB

キャニスター筒キャニスター筒キャニスター筒キャニスター筒キャニスター筒キャニスター筒キャニスター筒
A

56

AA
AA

AA

BB

B BB
BB

A AA
AA

B
A

A

B

B
A

CC
CC

C
CC
CC
C
C
キャップ
キャップ
キャップ
キャップ
キャップ
キャップ
キャップ

BB
BB
AA
AA

B
A

A

BB
BB

B
E

B
A

AA
AA

DA

C

C

B
EE
EE

ADD
DD A

C
B

BB
BB
E

ADA
D AA

B
E

E
DA

B

B

BB
BB

EE
EE

E

ADD
DD A

D AA
ADA

C

CC
CC

C

B

B

A

A

B

E
A

AA
AA

A

A

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

凍結保管容器
凍結保管容器 キャニスター仕様一覧

機種
Model
No.

キャニス
ター
用途
種別
Application
Canister
model

DR-2

S-1

ストロー
DR-10N Straw

Specifications of canisters
キャニスターサイズ
Canister size

内筒サイズ
Inner canister

キャニス
ター
収納数（本）
全長C
筒径D 筒径E
Capacity 筒径A 筒長B
Dia.A Height Height Dia.D Height（mm） B（mm） C（mm） （mm） E（mm）
1

DR-3

ストロー収納数
Straw capacity

アンプル
収納数
Ampoulecapacity

0.25mL 0.5mL（本）（本）
0.25mL 0.5mL
pcs
pcs

1ｍL または
1.8mL（本）1ｍL or
1.8mL pcs

付属品
Accessories

290
37

S-2

LN 2 tanks for storage and shipping

135

DR-15N

331
310

190

100

ー

ー

190

190

ー

キャップ
Cap

ー

ー

30

ー

190

100

ー

キャップ
Cap

320

DR-10

ストロー
Straw

S-3

37

135

DR-17

アンプル
Ampoule

A-1

39

272

ストロー
Straw

S-3

37

135

アンプル
Ampoule

A-1

39

272

ー

ー

30

ー

SR-17

ストロー
Straw

S-3

37

135

190

100

ー

キャップ
Cap

SR-29X

アンプル
Ampoule

A-1

39

272

－

－

30

ー

ストロー
Straw

S-4

アンプル
Ampoule

A-1

DR-31

ストロー
Straw

S-4

SR-31

アンプル
AmpouleDR-10A
DR-17A
SR-29A

456
ー

ー

511

6

559

46

145

640

320

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

ー

ー

－

－

48

ー

46

145

640

320

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

A-1

ー

ー

－

－

48

ー

ストロー
Straw

S-4

68

145

1,400

760

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

アンプル
Ampoule

A-1

ー

ー

－

－

144

ー

ストロー
Straw

S-4

92

145

2,640

1,360

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

アンプル
Ampoule

A-1

ー

ー

－

－

222

ー

ストロー
Straw

S-4

68

145

1,400

760

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

アンプル
Ampoule

A-1

ー

ー

－

－

144

ー

SR-36-6

ストロー
Straw

S-4

92

145

2,640

1,360

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

G48

アンプル
Ampoule

A-1

ー

ー

－

－

222

ー

ストロー
Straw

S-4

68

145

1,400

760

ー

内筒操作棒
Control bar for
inner cylinder

アンプル
Ampoule

A-1

ー

ー

－

－

144

ー

ストロー
Straw

S-5

68

145

1,400

760

ー

アンプル
Ampoule

A-2

ー

ー

－

－

144

DR-11A

DR-22

DR-30-6

DR-3610

SR-3610

大型DR

522
48
531

8

6

71

96

509

272
507

10

6

71

96
557

10
71
ー

292

ー

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

内筒操作棒
外筒操作棒
Control bar for
inner cylinder
Control bar forouter cylinder

57

凍結保管容器LN 2 tanks for storage and shipping

LN2 凍結保管器 大型
Large LN2 tank

容器内温度は液相保存 -196℃、気相保存 -150℃以下で、安定した長期保存ができます。
ふたの開閉、キャニスターやラックの取り出しによる温度変化も少なく、一定の超低温下で大量保存ができます。

DR-100For long-term preservation at constant ultra-low temperature. -196℃ with liquid phase, -150℃ with airphase. Minimized temperature change by door opening, etc.

DR-245A

DR-250DR-430

コード番号
Code No.

02027000

02028000

02028500

02028700

02029000

02030000

02030100

型式
TypeDR-100DR-245A

DR-245B

DR-250DR-430DR-760DR-1000

LN 2 容量Capacity

100L

245L

250L

430L

760L

1,000LLN 2 保持日
Keep day's

37

82

50

105

122

135

サイズ（mm）
Size（mm）

φ605×940

φ785×1,050

φ1,110×960

φ1,465×1,040

φ1,465×1,210

空質量
Emp.wt.

90kg

132kg

150kg

340kg

530kg

625kg

総質量
Full wt.

171kg

330kg

352kg

687kg

1,144kg

1,433kg

キャニスター数（外筒）
Canister（Outer）

26

57

52

61

120

208

キャニスター数（内筒）
Canister（Inner）

52

114

140

122

240

416

ストロー収納数（0.25mL）
Capacity of straw（0.25mL）

36,40079,80085,400168,400

291,600

ストロー収納数（0.5mL）
Capacity of straw（0.5mL）

19760

43,32046,36091,200

158,080● 納期ご確認ください。

58

DR-760φ785×970

Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・移植用機器
E.T. instruments

ペルチェETフリーザー Peltier ET freezer ････････････････････････････････････････････････････････････････ 60プログラムフリーザー ET-1N Program freezer, ET-1N ･････････････････････････････････････････････････････ 61
自動灌流装置（受精卵恒温灌流液回収用） Automatic irrigator for embryo collection ･･････････････････････ 62
NJカテーテル（子宮頸管粘液除去器） Catheter for removing vaginal mucus (NJ Catheter) ････････････････ 62
セルコレクター ® Cell collector ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 63
移動式保定枠 Restraining stall ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 63
バルーンカテーテル Balloon catheter, multieyes type ･･･････････････････････････････････････････････ 64・65
超音波卵胞内卵子経腟採取用機器 Ultrasound apparatus for ovum pick up ･･･････････････････････････ 66・67
卵胞卵採取用恒温器 FV-5 Incubator for OPU ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 68
卵胞卵採取用吸引器 FV-6 Aspirator for OPU ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 68
畜産用採卵針 Ovum pick up needle for cow ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 69
ストローキャップ YGF60（滅菌済） Straw cap YGF60 for cow embryo vitriﬁcation, Sterilized ･････････････ 69
ストローラベラー BMPTM71 Straw label printer ････････････････････････････････････････････････････････ 70
LN2 凍結保管器 DR-30-6ET LN2 tank DR-30-6ET for embryo ････････････････････････････････････････････ 71
F ストロー管 0.25mL Straw tube for embryo, 0.25mL ･･････････････････････････････････････････････････ 71
ストロー管Ⅱ 0.25mL（滅菌済） Straw tubeⅡ for embryo, 0.25mL, Sterilized ･･････････････････････････････ 72
ストローチップ（シリコン製） Straw chip (Silicone) ･･･････････････････････････････････････････････････････ 72
細胞培養輸送器 Ⅱ型 Cell transporter Type Ⅱ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 73
子宮頸管拡張棒 杉江式 Dilating bougie for cow and heifer, Sugie-Type ･･････････････････････････････････ 74
子宮頸管拡張棒 ヤスタカ式 Dilating bougie for cow and heifer, Yasutaka-Type ･･･････････････････････････ 74
ストロー剪刀 Scissors for straw tube ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 75
ミニマルチガスインキュベーター Mini multi gas incubator ････････････････････････････････････････････････ 75
ミニCO2 インキュベーター CO2 incubator minitype ･･････････････････････････････････････････････････････ 76
ズーム式実体顕微鏡 Stereo microscope, SZ series ･･････････････････････････････････････････････････････ 76
倒立型システム顕微鏡 Inverted microscope system ･････････････････････････････････････････････････････ 77
バイオカットホルダーセット Biocut holder set ････････････････････････････････････････････････････････････ 78
マイレクスフィルターユニット Millex ﬁlter unit ････････････････････････････････････････････････････････････ 78
上皿電子天秤 FX300iWP/EW-1500i Electronic balance FX300iWP/EW-1500i ･･････････････････････････ 79

59

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

ペルチェETフリーザー
Peltier ET freezer

ペルチェ素子を用いて受精卵を凍結するドライタイプのプログ
ラムフリーザーです。
アルコール不使用なので、安全に使用できます。省エネ（ET-1Nと比較して88%の消費電力省力化）で、軽量（同75%軽量化）になったため使いやすく持ち運びも容易になりました。
運転開始後、わずか数分で植氷温度に到達します。

60

Dry-type program freezer with Peltier device.Lightweight (75% less compared to ET-1N) and energy-saving (about 88% compared to ET-1N.)
Within a few minutes after activation, this unit reaches to the ice seeding temperature.

コード番号
Code No.

02092100

構成
Composition

本体 ストロー管押出棒 ブロアー 電源コード ダストカバー
Main Body Pussing rod for strawtube Blower Power code

ストロー管収納数
Capacity

0.25mLストロー管 12本
Capacity 0.25mL Straws×12pcs

冷却方式
Freezing method

ペルチェモジュール
Peltier module

設定モード
Setting mode

固定モード：2パターン 可変モード：1パターン（外部のパソコンからRS232C回線で設定）
Fixed mode-2patterns, Programmable mode-1pattern (Can be set through RS232C from external PC)

使用環境温度Environment to use

0～30℃

温度調節範囲Temp.range-30℃～30℃

制御
Control

PID制御
PID control

表示
Display

LCD
LCD

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

216×342×366mm

電源Power source

AC100V

消費電力
Power consumption

400W以下400W or less

質量
Weight約12kg
12kg approx.

Dust cover

16桁 2行
16digits 2lines

50/60Hz

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

プログラムフリーザー ET-1N
Program freezer, ET-1N

電子プログラムによるアルコール液槽式受精卵凍結装置です。

Programmable alcohol bath for embryo freezing up to
7 patterns (100 segments/pattern).
Equipped with Pause, Auto start/stop functions, etc.
A freezing rack is provided as a standard accessory.

各種プログラムを容易に設定実行できます。

ポーズ機能、オートスタート/ストップ機能等を装備しています。
ET-1N専用の植氷、凍結用ラックが付属しています。

温度プログラムは7パターン（100セグメント/1パターン）まで入力できます。

ストロー管立て(20穴)Straw stand (for 20pcs)

販売
中止
販売
中止
凍結用ラックFreezing rack

ストロー管立Straw stand

コード番号
Code No.

02084000

02085000

型式
Type

20穴
20pcs

40穴
40pcs

コード番号
Code No.

02081000

構成
Composition

本体 凍結用ラック ストロー管立て（20本用） ピンセット
Main unit Freezing rack Straw stand (for 20pcs) Forceps

ストロー収納数
Capacity

0.25mL0.25mL

冷却方式
Freezing method

冷凍機 ロータリー400W
Freezer Rotary 400W

冷却温度勾配Cooling rate

1.0～0.1℃/min.（-20～-30℃）

温度調節範囲Temp.range-40℃～+30℃

制御
Control

PID制御
PID control

ヒーター容量Heater600W

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.））

外寸：454×650×439mm 槽内：200×125×180mm
454×650×439mm Effective chamber：200×125×180mm

電源Power source

AC100V（±10%以内で使用） 50/60Hz
AC100V (±10%) 50/60Hz 15A

消費電力
Power consumption

1.5KVA質量
Weight約45kg
45kg approx.

20穴（オプション：40穴）
20pcs（option：40pcs)

0.5～0.1℃/min.（-30～-40℃）

販売
中止

15A

● コード番号02081000につきましては。販売中止です。
Code No.02081000 was discontinued to produce.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

61

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

自動灌流装置（受精卵恒温灌流液回収用）
Automatic irrigator for embryo collection

子宮還流方式での採卵時に灌流液/回収液の保温と空気圧送式による自動注入操作を容易にする装置です。台車はオプションです。
This unit is to make embryo flushing/collection by air pressure and keep constant temperature for embryo.
コード番号
Code No.

01262000

構成
Composition

本体 細口瓶1L(シリコン栓付) 広口瓶1L
シリコンチューブ アルコール温度計
Main unit 1L bottle (with silicone stopper)
1L wide neck bottle Silicon tube
Alcohol thermometer

使用温度Temp.range

室温 ～+50℃
Room temp. ～+50℃

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

440×170×215mm

電源Power source

AC100V

質量
Weight6.5kg

50/60Hz4A● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

◆動物用一般医療機器

NJカテーテル（子宮頸管粘液除去器）
Catheter for removing vaginal mucus (NJ Catheter)
子宮頸管内粘液を除去することで、バルーンカテーテルの目詰りを防ぎ、受精卵の回収率を向上させます。

The clogging in balloon catheters can be prevented
by removing vaginal mucus. It also improves the collection rate of embryo.

NJカテーテル
Catheter

内芯
Steel core

コード番号
Code No.

01207700

01207710

01207720

型式
Type

NJカテーテルセット
Catheter set

NJカテーテル
Catheter

内芯
Steel core

構成
Composition

カテーテル×3 内芯
Catheter×3 Core

サイズ
Size
質量
Weight

62

ー
170g

ー
φ6×400mm

φ4×425mm

40g

50g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

セルコレクター ®
Cell collector

子宮 還 流 法で の 採 卵 時 に直 接 灌 流 器 具と接 続します。
回収液中の粘液と卵はフィルターにより分離され卵のみが回収できます。
This is connected to ﬂushing tools for ovum
collection.
By the ﬁlter inside, embryo and mucus is separated.
コード番号
Code No.

01267000

入数
Contents

10個
10pcs

サイズ
Size

φ80×53mm

移動式保定枠
Restraining stall

スタンチョン付
With stanchion

組み立ても簡単、移動も容易にできる牛用簡易保定枠場です。
受精卵採取や起立で診察行為等を行う場合、前後左右へ平打縄等のロープで縛ることもできます。
スタンチョン付はワンタッチで頭部の保定ができます。
This is a simple and easy-assembling restraining frame for cattle.
During embryo collection, examination or treatment, it is possible to tie up the cow to right and left or back and forward poles.
With the stanchion type, you can hold the cattle head, too.
コード番号
Code No.

22001000

22001500

型式
Type

ときわ式
Tokiwa-Type

スタンチョン付

約125kg125kg approx.

約135kg135kg approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）
質量
Weight

販売
中止

販売With stanchion
中止1,300×2,120×1,900mm
1,300×2,120×1,800mm● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.
部分がスタンチョンです。
The colored part is the stanchion.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

63

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

バルーンカテーテル
Balloon catheter, multieyes type
粘液の目詰まりが少なく、回収率の高いシリコン製のカテーテルです。
内芯、コネクターを組み合わせて使用することで容易に子宮内に挿入でき、効率良く灌流操作ができます。
Since the catheter is multieye type,it provides lessclogging of mucus and high recovery rate of ova. By
using the core and connector together, it can easily
be inserted into the uterus, which allows the effective
perfusion.

16Fr 多孔式
16Fr Multi eyes

18F

20Fr 多孔式
20Fr Multi eyes

スタイレットStylet64

専用コネクター
Connector

Y字コネクターY-shape connector

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

バルーンカテーテル

Balloon catheter

コード番号
Code No.

01207510

01209300

01207511

型式
Type

16Fr
16Fr

18Fr

20Fr
20Fr

サイズ
Size

φ5.3×550mm

φ6.0×550mm

φ6.7×550mm

多孔式
Multi eyes

該当スタイレット
Applicable stylet

スタイレット2.0
stylet 2.0

材質
Material

スタイレット

E.T. instruments

多孔式Multi eyes

スタイレット2.3
stylet 2.3
シリコンゴムSilicone rubber

Stylet専用コネクター（旧ステップコネクター） Connector

コード番号
Code No.

01207520

01207521

コード番号
Code No.

01207522

型式Type

スタイレット2.0
stylet 2.0

スタイレット2.3
stylet 2.3

型式
Type

専用コネクター
Connector

構成
Composition

コネクターオス部 メス部Connector male part/female part

構成
Composition

内芯 スタイレット用ネジ
Inner core Screw for stylet

サイズ
Size

φ2.0×635mm

φ2.3×635mm

サイズ
Size

50mm（連結時）50mm at connected

該当バルーン
Applicable catheter

16Fr ・ 18Fr

20Fr

該当バルーン
Applicable catheter

16Fr ・ 18Fr ・ 20Fr

材質
Material

ポリカーボネート他（オートクレーブ対応）
Polycarbonate (Autoclave compatible)

材質
Material

内芯：ステンレス ネジ：黄銅
Inner core：SUS Screw：Brass

バルーンカテーテル用内芯

Inner core for Balloon catheter

コード番号
Code No.

01207501

01207502

型式
Type

φ2.0mm

φ2.3mmサイズ
Size

φ2.0×635mm

φ2.3×635mm

該当機種
Applicable stylet

16Fr ・ 18Fr

20Fr

材質
Material

スタイレット用ネジ

ステンレス
SUS

Screw for stylet

Y字コネクターY-shape connector

コード番号
Code No.

01207523

コード番号
Code No.

01207507

サイズ
Size

φ11.5～20×25mm

サイズ
Size

φ6.8×53mm

該当スタイレット
Applicable stylet

スタイレット2.0/2.3
stylet 2.0/2.3

材質
Material

樹脂
PP

材質
Material

黄銅
Brass

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

65

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

超音波卵胞内卵子経腟採取用機器
Ultrasound apparatus for ovum pick up
高性能超音波画像診断装置を中心とした、生体卵胞内卵子経
腟採取（OPU）用機器です。
経 腟採卵用探 触子（OPUプローブ）、 卵胞 卵採 取 用恒 温器（P.68）、卵胞卵採取用吸引器（P.68）、畜産用採卵針（P.69）を組み合わせて使用します。

Ultrasound apparatus for transvaginal collection ofovum in follicles. To be used with OPU probe, aspiration needle, aspirator and incubator.

動物用超音波画像診断装置 本体
Ultrasound diagnostic apparatus HS-2200V

動物用超音波画像診断装置 本体
Ultrasound diagnostic apparatus HS-1600V

別売部品

Option

採卵用プローブ
OPU probe HCV-4710MV

66

採卵用 シリコン栓
Silicon cap for OPU

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

超音波画像診断装置 本体

E.T. instruments

Ultrasound diagnostic apparatus

コード番号
Code No.

16500900

16502000

型式
Type

HS-2200V

HS-1600V

構成
Composition

本体、電源コード プローブホルダー
Main part Power code Probe holder

本体 ACアダプター 充電器 バッテリーパック ショルダーベルト
Main unit, AC adapter, charger, battery pack, Shoulder strap, ultrasonic gel

モニター
Monitor12.1型カラー液晶
12.1-inch color

8.4型カラー液晶
8.4-inch color

走査方式
Scanning system

リニア/コンベックス走査
Linear/Convex scanning

表示モード
Display mode

B、 B/B、 B/Z、 B/M、 M

レンジ
Range

20～240mm（10mmステップ可変）
20～240mm (10mm step variable)

フォーカス方式
Focus system

送信/4段フォーカス 受信/ダイナミックフォーカスTransmitter 4stage Input/Dynamic focus

画像記録
Image store

100画像
100images

表示機能
Display

ID 日付 時間 プローブタイプ 方向 レンジ
Date Time Probe type Image direction Range

ID

計測機能
Function

距離 周囲長 面積 体積 ヒストグラム
Distance Area Perimeter Volume Histogram

インターフェース
Interface

ビデオ出力×2 USBポート
Output×2 Input×1

DVI出力 USBポート
DVI output USB terminal

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

335×200×380mm（キーボード閉時）
335×500×380mm（キーボード開時）
335×200×380mm（keyboard closed）
335×500×380mm（keyboard opened）

220×69×308mm

電源Power source

AC100V

質量
Weight

採卵用プローブ

約11kg
11kg approx.

50/60Hz

約3kg
3kg approx.

OPU probe

コード番号
Code No.

01289600

16502500

型式
Type

HCV-4710MV

HCV-7710MV

構成
Composition

本体
Main unit

周波数
Frequency

9.0/7.5/5.0MHz

半径（センサ部）
Radius

採卵用 シリコン栓

採卵針ガイド 収納ケース
Needle guide Storage case

10R

Silicon stopper for OPU

コード番号
Code No.

01282200

構成
Composition

シリコン栓No.9
φ3.5mmSUS管 φ1.5mmSUS管
Silicon stopper No.9
φ3.5mm and φ1.5mm SUS tube

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

67

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

卵胞卵採取用恒温器 FV-5
Incubator for OPU
生体卵胞卵子吸引（OPU）で回収した卵を保温するために使用します。遠沈管（50mL）が5本収納できます。
OPUプローブ、採卵針、卵胞卵採取用吸引器等と組み合わせて使用します。
コード番号
Code No.

01287000

型式
Type

FV-5

温度範囲
Temp.range

周囲温度 ～60℃（精度：±1.0℃）
Room temp. ～60℃ (accuracy：±1.0℃)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

280×120×120mm

電源
Power source

AC100V

50/60HzTo be used to keep constant temperature for collected ovum. For 5 centrifugal tubes (50mL).
It is used in combination with an OPU probe, collection needle and aspirator for OPU.

70W

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

◆動物用一般医療機器

卵胞卵採取用吸引器 FV-6
Aspirator for OPU
生体卵胞卵子吸引（OPU）に使用する吸引器です。OPUプロー
ブ、採卵針、卵胞卵採取用恒温器等と組み合わせて使用します。
従来品と比較して一時的に吸引圧を高めるブースト機能を追加しました。また装置内ポンプの破損を防ぐ構造のため耐久性が高まりました。

An aspirator to be used for OPU. It is used in combination with ultrasound apparatus, probe for OPU,
OPU needle and incubator for ovum.
In this model FV-6, a booster function provided formomentary increase of the suction pressure.

コード番号
Code No.

01287200

型式
Type

FV-6

構成
Composition

本体 トラップ用試験管 フィルター シリコンチューブ
Main unit Test tube for trap Filter Silicone tube

設定項目
Setting parameters

吸引圧力（0.0～25.0[kPa]、0～200[mmHg]）
ブースト１オン時間（1秒単位、1～10秒）
Suction pressure (0.0～25.0[kPa]、0～200[mmHg])
Boost period (1-10 sec)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

305×220×120mm

電源
Power source

AC100V

質量
Weight約3.6kg3.6kg approx.

50/60Hz

別売部品

Option

コード番号
Code No.

01287201

型式
Type

フットスイッチ
Foot switch● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

68

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

畜産用採卵針Ovum pick up needle for cow
生体卵胞卵子吸引（OPU）時に使用する採卵針です。
最新の先端加工技術により、シャープな刃先形状となっている
ため、卵胞への穿刺が容易となり、牛の負担を軽減します。また針の先端まで加工されたエコーマークにより針先の位置確
認がより正確に行えるようになりました。

コード番号
Code No.

01283000

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size

17G×500mm

滅菌方法
Sterilization method

EOG（エチレンオキサイドガス）滅菌
Sterilized by EOG

滅菌有効期限Validity of sterilization

3年
3yearsNeedles to be used for OPU
With the latest processing technology, the sharpedge of the needle was processed to optimal shapeto puncture the follicle, which reduces stress for cow.
In addition, the position of needle edge can be observed accurately through ultrasound apparatus by"Echo-mark" processing.

◆動物用一般医療機器

ストローキャップ YGF60（滅菌済）Straw cap YGF60 for cow embryo vitrification, sterilized
牛胚の超急速ガラス化保存、融解、移植に使用するセットです。移植用ストロー管と胚の保存、融解用具が連結しているため、操作性に優れています。農家等の庭先で融解と移植操作をワンタッチでダイレクトに実施することができます。電子線滅菌済みです。
For ultra-rapid bovine embryo vitrification,
thawing, and transfer. Straw, embryo holder
and thawing tool is connected, which makes
easy to thaw and transfer to recipient cow at
the farmers site. Sterilized by electron beam.

ストローキャップYGF60（滅菌済）Straw cap YGF60, sterilized
キャップ栓
Cap stopper

移植用ストロー管（目盛付き）
Straw tube for transplant (with scales)

別売部品

Option

コード番号
Code No.

01061000

コード番号
Code No.

01061001

構成
Composition

ストローキャップYGF60（滅菌済） 移植用ストロー管(目盛付き) キャップ栓 各5セット
Straw cap YGF60, sterilized Straw tube for embryo transfer (with scales)
Cap stopper 5pcs/set

型式
Type

凍結補助容器Freezing container

サイズ
Size

φ6×130mm

サイズ
Size

400mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

69

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

ストローラベラー M710
Straw label printer

セットしたラベルのサイズや種類、適切な印字濃度設定や印字速度設定等を自動で認識します。
モバイル端末用アプリやPC用ソフトウェアと連動し、スムーズにセットアップし印字ができます。
・WiFi/Bluetooth対応
・モバイル端末用アプリ対応(エクスプレスラベル)・オートカッターの搭載
・タッチパネルの搭載・印字速度の向上(38.1mm/秒から76.2mm/秒)
・1回の充電で4,500枚の印字が可能
・プリンター本体にグラフィックファイルを保存可能(.bmpのみ)
・プリンター本体に搭載されているバーコードの種類が増加
・熟語の入力が可能(一部の漢字のみ)

70

コード番号
Code No.

01161200

型式
Type

M710

印字方式
Printing method

Loaded label size & kind, appropriate print density,
print speed setting are automatically recognized bythis model. Connectable with application on mobile
devices and PC software.
・Wi-Fi/Bluetooth compatible
・Compatible with application for mobile device (Express label)・Auto cutter
・Touch panel
・Increased printing speed (38.1mm/sec to 76.2mm/sec)
・Printable 4,500pcs with one charge
・Storable graphic ﬁle on main unit (.bmp only)
・Increased kinds of barcode on main unit

印刷枚数(1回あたりの充電)
Print per one charge

4,500枚のラベル印刷(目安1インチ×2インチのラベル印字時)
4,500 pcs of labels (in case with
1inch x 2inch size label)

熱転写式
Thermal transfer

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

240mm×345mm×117mm

解像度
Resolution

300dpi

質量
Weight2.6kg(バッテリーパック含む)
2.6kg(battery included)

印字速度
Print speed

76.2mm/秒
76.2mm/sec.

印字可能サイズ
Max.printable width

幅：最大48.8mm
48.8mm

環境条件
Environment

対応ラベル幅Applicable label range

6.4mm〜50.8mm

操作：4℃〜49℃、10%〜90%(湿度)結露無き事
保管：10℃〜60℃、10〜90%(湿度)結露無き事
Operation：4℃〜49℃, 10%〜90%(Humidity)
without condensation
Storage：10℃〜60℃, 10%〜90%(Humidity)
without condensation

パソコン接続PC connection

PC接続(USB-C)、スタンドアローン
PC connection(USB-C),
stand-alone operation

ディスプレイ
Display

バックライト付きカラーディスプレイ
(幅3.5インチ×縦3.5インチ)
Display with back light(width 3.5inch x height 3.5inch)

プリンタードライバー
Printer driver

Windows11(64bit)、Windows10(64bit)

キーボード
Keyboard

QWERTYキーボード
QWERTY keyboard

インターフェイス
Interface

USB-A、USB-C、Bleutooth、Wiﬁ

メモリー
Memory200MB

対応ソフトウェア
Compatible software

CODESOFT(コードソフト)、
BRADY WORKSTATION(ブレイディワークステーション)、
EXPRESS LABELS(エクスプレスラベル)
CODESOFT、BRADY WORKSTATION、
EXPRESS LABELS

電源Power source

ACアダプター(付属)、またはリチージャブルバッテリー(付属)AC adaptor or Rechargeable batteries

付属品
Accessories

リチャージャブルバッテリー
Rechargeable batteries

リチウムイオン電池(2,700mAh)
Lithium ion battery (2,700mAh)

ハードケース、バッテリーパック、ACアダプター、
電源ケーブルUSB-C-A-CABLE、テスト用ラベル(M7C-1000-595-WT)、テスト用インクリボン(M71-R6000)、クリーニングキット、M6シリーズラベル用専用アダプター、USBドライブ(ユーザーマニュ
アル、クイックスタートガイド、プリンタードライバー)
Hard case, Battery pack, AC adapter,
Power cable, USB-C-A-CABLE, Test printlabel (M7C-1000-595-WT), Test print ink
ribbon (M71-R6000), Cleaning kit, Exclusive
adapter for M6 Series label, USB drive (Usermanual, Quick start guide, Printer driver)

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

LN2 凍結保管器 DR-30-6ET
LN2 tank DR-30-6ET for embryo

多種の凍結受精卵ストロー管を保存できる角型キャニスター
付属の保管器です。16区画のキャニスターが6本収納されており、管理しやすい安全な保存容器です。
コード番号
Code No.

02024000

型式
Type

DR-30-6ET

構成
Composition

ボンベ 角型キャニスター×6 ジャケット
Tank Canister×6 Jacket

LN 2 容量Capacity

31.8L

LN 2 保持日
Keep day's

80

サイズ
Size

φ441×642mm

口径
Neck dia.

φ119mm

充填時質量Full weight

42.2kg

角型キャニスター
Canister

80×135mm
80×135mm

ストロー収納数（0.25mL）
Straw capacity

3,456本
3,456pcs

DR-30-6ET contains 6pcs of quadrangular straw canisters.
One canister is divided into 16 rooms for easier management of ET straws.

6本
6pcs

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

◆動物用一般医療機器

F ストロー管Ⅱ 0.25mL
Straw tube for embryo, 0.25mL動物の精液・受精卵・各種細胞の保存用として使用します。
For the preservation of animal semen, embryo, and the other cells.
コード番号
Code No.

01128000

型式
Type

0.25mL0.25mL

入数
Contents

500本
500pcs

色
Color

無色
Clear

材質
Material

塩化ビニール
PVC

極細
mini

● コード番号01128100は販売中止です。

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

71

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

ストロー管Ⅱ 0.25mL（滅菌済）Straw tubeⅡ for embryo, 0.25mL, Sterilized
動物の精液・受精卵・各種細胞の保存用として使用
する滅菌された0.25mLストロー管です。
電子線照射を用いた滅菌方法を採用しています。
Sterilized 0.25mL straw tube to be used foranimal semen, embryo and other cell preservation.
Electron beam sterilization.
コード番号
Code No.

01128400

入数
Contents

5本
5pcs

色
Color

無色
Clear

材質
Material

塩化ビニール
PVC

ストローチップ（シリコン製）
Straw chip (Silicone)

0.25mLストロー管に液体を充填する時、注射器とストロー管のジョイントとして利用します。
To be used as a joint to connect a syringewith a 0.25mL straw tube to fill liquid.

72

コード番号
Code No.

01263700

入数
Contents

5個
5pcs

仕様
Spec.

ストロー管0.25mL
for straw 0.25mL

材質
Material

シリコン
Silicone※注射器は含まれていません。
*Syringe not included

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

細胞培養輸送器 Ⅱ型
Cell transporter Type Ⅱ
牛新鮮胚の輸送に使用します。
輸送中は内部温度を一定に保ちますので、ストロー管またはマ
イクロチューブに納められた胚を培養しながら活力に富んだ状
態で目的地に運ぶことができます。

For transportation of fresh embryo.
Inner chamber with straw tube or microtube is kept
at a constant temperature to culture embryo duringtransportation up to the destination.

ストロー管用for straw tube type

チューブ用
for tube type

別売部品

コード番号
Code No.

01213800

01213900

型式
Type

ストロー管用for straw tube

チューブ用
for microtube

仕様
Spec.

ストロー管 0.25mL×20本
0.25mL straw tube×20

マイクロチューブ 1mL×10本
Micro tube 1mL×10

ヒーター
Heater

10W×2

温度設定
Temp. range

周囲温度 ～38℃
Ambient temp. ～38℃

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

370×210×210mm

電源
Power source

バッテリー DC12V
Battery DC12V

質量
Weight6kg

材質
Material

別売部品

Optionバッテリー充電器
Battery charger

7kg

外箱、ストロー管ホルダー、チューブホルダー：アルミニウム
Carry case, Holder for tube or straw：Aluminum
バッテリー
Battery

Option

コード番号
Code No.

01213600

01213500

型式
Type

バッテリー充電器
Battery charger

バッテリー
Battery

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

73

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

子宮頸管拡張棒 杉江式
Dilating bougie for cow and heifer, Sugie-Type
人工授精、受精卵移植や受精卵の回収時に子宮頸管を拡張して、使用する器具の挿入を容易にします。
To expand cervical canal at the time of AI
or embryo collection for easier insertion oftools.

コード番号
Code No.

01207801

01207802

型式
Type

1号
Type1

2号
Type2

サイズ
Size

470mm（先端：φ3～7×58mm）
470mm (Tip：φ3～7×58mm)

490mm（先端：φ3～7×80mm）
490mm (Tip：φ3～7×80mm)

材質
Material

鋼鉄、メッキSteel, plated◆動物用一般医療機器

子宮頸管拡張棒 ヤスタカ式
Dilating bougie for cow and heifer, Yasutaka-Type
人工授精、受精卵移植や受精卵の回収時に子宮頸管を拡張して、使用する器具の挿入を容易にします。
先端部の形状が、未経産牛にも使いやすく頸管の出血・損傷を防ぎます。
To be used to expand the cervical canalduring AI, ET, and retrieving the embryo foreasier insertion of tools. The tip form is suitable to use for heifer too, to prevent damage
or breeding from the cervical canal.

74

コード番号
Code No.

01208000

型式
Type

ヤスタカ式
Yasutaka

サイズ
Size

470mm（先端：φ2.6-3-4mm）
470mm (Tip：φ2.6-3-4mm)

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

ストロー剪刀Ⅱ
Scissors for straw tubeⅡ

ストロー精液管0.5mL、0.25mLの切断に使用します。
切口を押し潰さずに確実にカットできます。
コード番号
Code No.

01136700

仕様
Spec.

0.5mL/0.25mL ストロー管用
for cutting 0.5mL/0.25mL

サイズ
Size

125mm

質量
Weight40g

材質
Material

ステンレス
SUS

To be used to cut the straw tube without crushing the
cutting edge.

ミニマルチガスインキュベーター
Mini multi gas incubator

高性能で操作性が良く,優れた培養環境を実現できます。
実験内容に合わせたマルチガスを利用できるインキュベーターです。
This incubator realizes the excellent environment with highoperability.
Designed for a broad range of applications.

BL-43MD

コード番号
Code No.

0129610001296200

型式
Type

BL-43MD

MCO-50M-PJ

温度調節範囲Temp. control range

室温 +5℃〜50℃
Room temp. +5℃〜50℃

加温方式
Temp. heated method

ウォータージャケット
Water jacket

ヒータージャケット+エアージャケット
Heater jacket + Air jaket

CO 2 調整範囲
CO 2 Control range

0〜19.9％0〜20％

O 2 調整範囲
O 2 Control range

1〜89%

1〜18%・22〜80%

湿度範囲
Humidity range

95％ RH以上
More than 95% RH

95％±5％ RH

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：410×400×500mm 内寸：320×300×330mm
out：410×400×500mm in：320×300×330mm

外寸：480×550×585mm 内寸：370×363×385mm
out：480×550×585mm in：370×363×385mm

容量Capacity

約32L
32L approx.

50L

電源
Power source
質量
Weight● 減圧弁はオプションです。

AC100V
約30kg
30kg approx.

50/60Hz
46kg

Pressure reducing valve is sold seperately.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

75

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

ミニCO2 インキュベーター
CO2 incubator minitype

温度、CO 2 濃度はコンピュータ制御のため操作が簡単です。
Easy operation with PC control for Temperature setting and CO2 concentration.
コード番号
Code No.

01298000

01298100

型式
Type

BL-43CD

MCO-50AIC-PJ

温度調節範囲Temp. control range

室温+5℃～50℃
Room temp.+5℃～50℃

CO 2 調整範囲
CO 2 Control range

0～19.9％湿度範囲
Humidity range

95％RH以上
More than 95%RH

95％±5％RH

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：410×400×500mm
内寸：320×300×330mm
out：410×400×500mm
in：320×300×330mm

外寸：480×550×585mm
内寸：370×363×385mm
out：480×550×585mm
in：370×363×385mm

容量Capacity

約32L
32L approx.

50L

±0.1％

電源
Power source
質量
Weight0～20％AC100V
約30kg
30kg approx.

● 減圧弁はオプションです。

BL-43CD

50/60Hz
45kg

Pressure reducing valve is an optional accessory.

ズーム式実体顕微鏡
Stereo microscope, SZ series

作業性に優れた広視野設計、機能を拡張する豊富なアクセ
サリーも揃っています。架台はSZ-ST型です。
Excellent design with a wide view range. Optional
accessories are also available for the functional extension. The base is SZ-2ST type.
コード番号
Code No.

35010000

35011000

35011100

型式
Type

SZ61-C-SETSZ61TRC-C-SETSZ61-SZ2-ILA-LEDSET

鏡筒Scope tube

双眼45°
Binocular 45°

三眼45°
Trinocular 45°

双眼45°
Binocular 45°

対物レンズ
Objective lens

ズーム倍率 0.67×～4.5×
Zoom 0.67×～4.5×

接眼レンズ
Eyepiece lens

WHSZ 10×～30×

倍率
Magnification

6.7×～135×質量
Weight● 納期ご確認ください。

76

5kg
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

倒立型システム顕微鏡
Inverted microscope system

微分干渉セット、蛍光位相差セット、マニピュレーターなどの組み合わせにより多様な作業用途、観察が可能になります。

For various applications with differential interference set, fluorescent phase contrast set, manipulator set, etc.

コード番号
Code No.

35012000

35013000

35014000

型式
Type

IX53-11PH

IX73P1-11PH

IX83P1-24FL/PH

組み合わせ仕様
Spec.

検査セット
Examination set

位相差ULWCDセット
Phase contrast set

蛍光・位相差長作動対物
Fluorescence・phase contrast

本体
Main body

IX53 1ポート本体
IX53 1port

IX73
IX73

IX83 1ポート本体
IX83 1port

ステージ
Stage

1ポート
1port

メカニカルステージ IX-MVR
Mechanical stage IX-MVR

接眼レンズ
Eyepiece lens

WHN10X/WHN10X-H

ロングハンドルステージ IX3-SVR
Manual stage IX3-SVR
WHN10X/WHN10X-H

コンデンサ
Condenser

プリセンタ式位相差スライダ
Differential inteference slider

超長作動距離コンデンサ
Hyper long working distancecondenser

電動超長作動距離コンデンサ
Electric hyper long working
distance condenser

対物レンズ
Objective lens

UPLFLN4XPH/CPL10XPH

CPL10XPH/LCACHN20XPH

UPLFLN4XPH/UPLFLN10X2PH
LUCPLFLN20XPH/LUCPLFLN40XPH● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

77

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments◆動物用一般医療機器

バイオカットホルダーセット
Biocut holder set
マイクロマニピュレーターに簡単に装着でき、受精卵をシャープに分割できます。
To be mounted on micromanipulators to cut
the cells.
コード番号
Code No.

01265000

ホルダーサイズ
Holder Size

100×36×φ4mm

構成
Composition

ホルダー ブレイド715 ドライバー
Holder Blade715 Driver

材質
Material

ステンレス
SUS

替刃

Available blades

コード番号
Code No.

0126510101265201

型式
Type

ブレイド715
Blade715

ブレイド730
Blade730

刃角度
Edge angles

15°

30°

入数
Contents

5

マイレクスフィルターユニット
Millex filter unit

シリンジに取りつけ、加圧ろ過またはインラインフィ
ルターとして利用します。
滅菌済みのディスポタイプです。
To be used for pressurized filtration or in-line
filter.
Sterilized and disposable.
コード番号
Code No.

34205000

34207000

型式
Type

SLGVR 33 RS

SLHV 033 RS

入数
Contents

50個
50pcs

直径
Diameter

φ33mm

孔径
Hole

78

φ0.22μm

φ0.45μm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

胚採取・ 移植用機器

E.T. instruments

上皿電子天秤 FX300iWP/EW-1500i
Electronic balance FX300iWP/EW-1500i

高分解能、高精度、コンパクト、多機能、大型液晶表示。
双方向通信、プリンター接続が可能です。

High resolution, high precision, space saving design,
wide range of functions, large LCD display.
Bidirectional communication and printer connection
available.

EW-1500i

コード番号
Code No.

41000700

41001000

型式
Type

FX300iWP

EW-1500i

ひょう量
Capacity

320g

1,500g

最小表示
Readability

0.001g0.1g

計量設定可能数
Number of samples

5、10、25、50、または100個
5, 10, 25, 50 or 100pcs

100％登録最小質量
Percent Mode,
Min. 100% Ref. Mass

0.100g

10g

パーセント最小表示
Percent Mode,
Min. 100% Display

0.01、0.1、1％（100％質量により自動切替）
0.01, 0.1, 1％ (100％auto change for the weight)

0.1%

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

193×263×86mm
193×263×86mm

190×218×53mm
190×218×53mm

電源Power source
質量
Weight

計量皿：φ130mm
Weighing pan：φ130mm

計量皿：133×170mm
Weighing pan：133×170mm

ACアダプター/バッテリー（別売）ACadaptor/battery (sold seperately)
約2.7kg2.7kg approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

約1.5kg1.5kg approx.

79

80

繁殖障害器械

Reproductive disorder treatment instruments

子宮頸管鉗子 3爪 Uterocervical forceps･････････････････････････････････････････････････････････････････ 82
腟洗浄ポンプ 一本管式 Vaginal Flushing pump for cow･･････････････････････････････････････････････････ 82
子宮洗浄管 馬用 Uterine flushing cannula for mare･･････････････････････････････････････････････････････ 83
子宮内薬液注入器 中原式 Intrauterine injector for cow, Nakahara-Type･･･････････････････････････････････ 83
子宮内薬液注入器Ⅱ Intrauterine injectorⅡ for cow･･････････････････････････････････････････････････････ 84
卵巣注射器 Ovarian parenchyma injector for cow･ ･････････････････････････････････････････････････････ 85
シース薬液注入管（子宮内薬液注入器）10入 Sheath injector tube for cow･･････････････････････････････････ 85
メトリブラシセット 牛用 Mucus sampler for cow･････････････････････････････････････････････････････････ 86

81

繁殖障害器械

Reproductive disorder treatment instruments◆動物用一般医療機器

子宮頸管鉗子 3爪Uterocervical forceps
牛の子宮頸腟部を挟んで経腟部を引き寄せることに使用します。
また、人工授精（頸管鉗子法）の補助具としても使用できます。

3爪
3 claws

Bind the cow uterus cervix to pull.
Used as a supporting tool for artificial insemination (cervical forceps method).

EM

先端爪部

コード番号
Code No.

03021000

03021100

型式
Type

3爪
3 claws

EM

サイズ
Size

全長：490mm（爪幅：11mm）
Length：490mm (Width：11mm)

全長：525mm（爪幅：12mm）
Length：525mm (Width：12mm)

質量
Weight

210g

340g

材質
Material

ステンレス
SUS

3爪
3 claws
11mm

EM
12mm

◆動物用一般医療機器

腟洗浄ポンプ 一本管式
Vaginal Flushing pump for cow
牛、馬の子宮及び腟洗浄に用いる洗浄液 液送ポンプとして使用します。
Vaginal flushing pump for cow and mare.

82

コード番号
Code No.

03025500

構成
Composition

ポンプ 専用ゴムホース
Pump Exculsive rubber horse

サイズ
Size

ポンプ：φ26×415mm ホース長：2,000mm
Pump：φ26×415mm Hose length：2,000mm

材質
Material

ポンプ：黄銅、メッキ ホース：合成ゴム
Main part：Brass, plated Hose：Synthetic rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

繁殖障害器械

Reproductive disorder treatment instruments◆動物用一般医療機器

子宮洗浄管 馬用Uterine flushing cannula for mare
馬専用の子宮洗浄用器具として使用します。
イルリガートル、ゴム管等を接続します。
Uterine flushing cannula, exclusive for mare.
Connect the illrigator , rubber cap etc. to use.

コード番号
Code No.

03028000

サイズ
Size

φ16×230mm

質量
Weight40g

材質
Material

エボナイト
Ebonite◆動物用一般医療機器

子宮内薬液注入器 中原式
Intrauterine injector for cow, Nakahara-Type牛、馬の子宮内に薬液を注入する注入管として使用します。

挿入しやすく、粘膜を損傷することが少ない注入口になっています。

Injection tube for injecting liquid medicine into theuterus of cow and mare.
The injector end is designed for easier insersion andless damage to membrane.

コード番号
Code No.

03039000

構成
Composition

本体 消毒ケース 10先50基変換アダプター
Main unit Disinfection case Conversion adapter

サイズ
Size

本体：φ5×480mm（10基） ケース：φ13×570mm
Main：φ5×480mm (10base) Case：φ13×570mm

質量
Weight180g

材質
Material

本体：黄銅、メッキ ケース：エラストマー
Main：Brass/Plating Case：Elastomer

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

83

繁殖障害器械

Reproductive disorder treatment instruments◆動物用一般医療機器

子宮内薬液注入器Ⅱ
Intrauterine injectorⅡ for cow
牛の子宮内に薬液を注入する注入管として使用します。
5先注射器を接続して使用してください。
シース管（P.30）を装着するので安全、衛生的に使用できます。
To be used to inject liquid medicine to cow uterus.
Connect with syringe.
Exclusive cover provides hygiene condition.

550型
550 type

510型
510 type

450型
450 type

コード番号
Code No.

03038000

0303810003038200

型式
Type

450型
450 type

510型
510 type

550型
550 type

サイズ
Size

約467mm
467mm approx.

約520mm520mm approx.

約560mm
560mm approx.

材質
Material

84

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

繁殖障害器械

Reproductive disorder treatment instruments◆動物用一般医療機器

卵巣注射器

Ovarian parenchyma injector for cow
牛の卵巣内に直接性腺刺激ホルモン剤等を注射して、疾患の治療に使用します。

To be used for direct injection of gonadotropins orother drugs into cow ovaries for diseases treatment.

別売部品

Option

コード番号
Code No.

03034000

コード番号
Code No.

03035100

構成
Composition

本体 専用注射針×12本
Main unit Injection needle×12

型式
Type

専用注射針 5基
Needles 5base

サイズ
Size

460mm

入数
Contents

12本
1dozen質量
Weight

160g

サイズ
Size

φ0.8×35mm

材質
Material

黄銅、メッキBrass/Plating

質量
Weight20g◆動物用一般医療機器

シース薬液注入管（子宮内薬液注入器）10入
Sheath injector tube for cow
牛、豚の子宮内薬液注入、膀胱からの排尿に使用します。内芯付きです。
5先注射器に直接接続ができます。10先注射器はシリコンチューブを使用して接続します。

コード番号
Code No.

03042000

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size

シース管：φ4.5×500mm 内芯：φ3.5×550mm
Sheath tube：φ4.5×500mm Core：φ3.5×550mm

材質
Material

塩化ビニール
Vinyl chloride

Inject medicinal solution into ovaries, or urinate fromthe bladder of cow and pig.
Inner core included. Connectable to injector.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

85

繁殖障害器械

Reproductive disorder treatment instruments◆動物用一般医療機器

メトリブラシセット 牛用Mucus sampler for cow
牛の子宮内膜細胞診時に使用します。内芯先端のブラシで子宮内の粘液等を採取します。内芯先端ブラシは外筒に収納することができるため挿入時は汚染されることなく子宮内に挿入できます。

For endometrinal cytology examination of cow. Use
the inner brush to collect mucus inside uterus.
Inner brush is stored in the cylinder, so it is possible
to insert to the uterus without contamination.

外筒Outer cylinder

内芯
Inner core

別売部品

Option

内芯保持器
Inner core grip

コード番号
Code No.

16133300

構成
Composition

外筒 内芯×10 保持器
Outer cylinder Inner core×10

サイズ
Size

外筒：φ4×550mm 内芯：611mm（ブラシ部：25ｍｍ） 保持器：φ20×33mm
Cylinder：φ4×550mm Core：611mm (Brush：25mm) Grip：φ20×33mm

別売部品

86

Grip

Option

コード番号
Code No.

16133301

16133302

16133303

型式
Type

メトリブラシ外筒
Outer cylinder

メトリブラシ内芯
Inner core

メトリブラシ内芯保持器
Inner core grip

入数Contents

5本
5pcs

10本
10pcs

1個
1pcs

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科・解剖器械

Surgical and dissecting instruments
替刃メスハンドル（フェザー） Handle for replaceable blade scalpel･･･････････････････････････････････････ 88
替刃メス（フェザー） Blade for replaceable blade scalpel････････････････････････････････････････････････ 88
外科剪刀 Operating scissors････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 89
替刃剪刀（フェザー） Replaceable blade scissors････････････････････････････････････････････････････････ 90
毛刈剪刀 Shearing scissors･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 91
外科ピンセット Operating forceps, stainless･････････････････････････････････････････････････････････････ 91
歯科ピンセット Dental forceps, stainless････････････････････････････････････････････････････････････････ 92
タオル鉗子 Towel forceps･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 92
ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子 Hemostatic forceps･･････････････････････････････････････････････････ 93
ペアン鉗子 Pean's hemostatic forceps･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 94
コッヘル単鈎 Kocher's retractor･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 94
持針器マッチュ Mathew's needle holder････････････････････････････････････････････････････････････････ 95
動物用縫合針 Suture needle････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 96
動物用縫合針 Suture needle････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 97
動物用縫合針（腟脱針） Suture needle･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 98
動物用穿刺針（硬膜外針） Puncture needle for veterinary････････････････････････････････････････････････ 98
ビューナー針 Jorvet Buhner needle･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
絹製縫合糸 Silk suture, hard････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
合成吸収糸 シンセソーブ Synthetic absorbable suture, SyntheSorb･･････････････････････････････････････ 100
縫合針消毒ケース Suture needle sterilizing case････････････････････････････････････････････････････････ 100
ウテラス鉗子 Uterus forceps･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 101
胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式） Rumen retractor forceps with hook･･･････････････････････････ 101
套管針 樹脂柄 Trocars, with plastic grip････････････････････････････････････････････････････････････････ 102
尿石用套管針 Trocars for urolithiasis･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 102
套管針 金柄 10基 Trocars, Metal handle･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 103
套管針 金柄 小外科用 Trocars, Metal handle, for minor surgery･････････････････････････････････････････ 103
両頭鋭匙 Curettes, double ended･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
ゴムスポイト Rubber syringe･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
検蹄器 Hoof testing forceps･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 105
手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付 Surgical wear, separate, with cap･ ･･････････････････････････････ 105
手術衣ニュータフター20 Surgical operating gown･･･････････････････････････････････････････････････････ 106
手術用インナーシャツ/インナーパンツ Surgical wear, underwear･･････････････････････････････････････････ 106
ベテリナリーウェア Veterinary wear････････････････････････････････････････････････････････････････････ 107
クリーンガード防護服 Cleanguard protective wear･･････････････････････････････････････････････････････ 107
プロテクガード ライトワークウェア Protecguard light work wear･････････････････････････････････････････ 108
ブーツカバー Boots cover･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 108
手術用帽子 Surgeons cap･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 109
手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular･･･････････････････ 109
ウェルソー（電動鋸） Electric saw, Wellsaw･ ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 110
替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー） Exchangeable blade for brain surgery, dissection････････････････････････ 110
替刃式 解剖メス（フェザー） Dissection forceps with exchangeable blade････････････････････････････････111
板鋸 ワイス式 Wei's amputating saw････････････････････････････････････････････････････････････････････111
解剖剪刀 Dissecting scissors, SUS･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
腸剪刀 Enterotomy scissors･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
解剖器械 鶏用 Dissecting instruments set for fowl･･････････････････････････････････････････････････････ 113
解剖刀 鶏用 Dissecting knife for fowl･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 113
骨剪刀 鶏用 Bone cutting scissors for fowl･････････････････････････････････････････････････････････････ 114
腸剪刀 鶏用 Enterotomy scissors for fowl･･････････････････････････････････････････････････････････････ 114
鶏解剖用スケール Scale for dissected tissues of fowl･･･････････････････････････････････････････････････ 115

87

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆人体用一般医療機器

替刃メスハンドル（フェザー）
Handle for replaceable blade scalpel
フェザー製替刃メスを装着するハンドルです。替刃の着脱も安全にできます。
ステンレス製で扱い易く耐久性に優れており、経済的です。

No.3

No.4

コード番号
Code No.

04018000

04019000

04019050

仕様
Type

No.3

No.4

No.7

サイズ
Size

125mm

135mm

160mm

材質
Material

Various types are available to meet diverse needs.
Easy and safe to load or replace the blade.
Stainless made. Durable and economical.

No.7

ステンレス
SUS

◆人体用管理医療機器

替刃メス（フェザー）
Blade for replaceable blade scalpel
超精密刃付けで作られた刃先は、シャープで安定した切れ味と耐久性を保証します。
すべて滅菌済みです。
Extremely sharp, durable blades, satisfies a wide
range of demands.
Sterilized.

88

コード番号
Code No.

型式
Type

04019100No.1004019200

No.1104019300

No.1204019400

No.1404019500

No.1504019600

No.2004020000

No.2104020500No.2204021000

No.2304021100No.2404021200

No.25

入数
Contents

適用柄Handle材質
Material

No.10
No.11
No.12
No.14
No.15

No.20

No.21

No.3, No.7

No.22

20枚
20pcs

ステンレス
SUS

No.4

No.23

No.24

No.25

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

外科剪刀

Operating scissors
外科手術時の組織、縫合糸等の切断に使用します。
For cutting the suture or tissues during the surgery.

直型 両鈍
Both obtuse, straight

直型 両鋭Both acute, Straight

反型 両鋭Both acute, Curved

反型 両鈍
Both obtuse, Straight

直型 片鋭片鈍Acute/obtuse, Straight

反型 片鋭片鈍Acute/obtuse, Curved

コード番号
Code No.

型式
Type

04023500

直型 両鈍Both obtuse, Straight04024500

直型 両鋭Both acute, Straight04025500

反型 両鋭Both acute, Curved

04026500

反型 両鈍Both obtuse, Straight04027500

直型 片鋭片鈍Acute/obtuse, Straight04028500

反型 片鋭片鈍Acute/obtuse, Curved

サイズ
Size

質量
Weight材質
Material

50g

40g
145mm
50g

ステンレス
SUS

45g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

89

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

替刃剪刀（フェザー）
Replaceable blade scissors

研磨が不要な替刃式のハサミです。3種の替刃が同じ本体で使えます。
安全で着脱が簡単な、替刃アタッチメントつきです。

The revolutionary disposable blade design eliminates
the trouble of resharpening.
The same handle can be used for three different
blade types.

替刃剪刀 両尖Both acute

替刃

Blades
替刃 両尖Both acute

本体

Main unit
04022000

0402210004022200

型式
Type

替刃剪刀 両尖Both acute

替刃剪刀 両鈍
Both obtuse

替刃剪刀 片尖Oneside acute

構成
Composition

本体 両尖
Doublesharpeness本体 両鈍Double
blunt

本体 片尖
Side
sharpeness

材質
Material

90

替刃

コード番号
Code No.

サイズ
Size

替刃 両鈍
Both obtuse

145mm（本体＋刃）145mm (unit +blade)
ステンレス
SUS

替刃 片尖
One side acute

Blades

コード番号
Code No.

04022300

0402240004022500

型式
Type

替刃 両尖
Both acute

替刃 両鈍Both obtuse

替刃 片尖
One side
acute

入数Contents

5枚
5pcs

サイズ
Size

48mm

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

毛刈剪刀 巧“Takumi” shearing scissors
先 端 部が 鈍 角で、刃部 は 弯 曲しています。動 物 の部分毛刈、細毛の毛刈用として使用できます。

Scissors with obtuse point and curved blade.
To be used for shearing before animal surgery.
コード番号
Code No.

04031000

サイズ
Size

175mm

質量
Weight78g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

外科ピンセット
Operating forceps, stainless
外科的処置や手術の際、皮膚や組織の異物の除去で使用します。

To be used to remove foreign substances on
the skin or tissues during treatment or surgery.

コード番号
Code No.

先端形状
Type

04034000

無鈎
Without Teeth

04035000

有鈎With Teeth

04036000

無鈎
Without Teeth

04037000

有鈎With Teeth

04038000

無鈎
Without Teeth

04039000

有鈎With Teeth

04040000

無鈎
Without Teeth

サイズ
Contents

材質
Material

無鈎Without Teeth

13cm

15cm
ステンレス

有鈎
With Teeth

23cm

30cm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

91

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆人体用一般医療機器

歯科ピンセット
Dental forceps, stainless
歯の診察や治療時に使用します。
作業の際、視野を妨げないように先端部は屈曲した形状になっています。
For dental treatment.
Point is curved not to disturb the ﬁeld of view.

コード番号
Code No.

04041000

先端形状
Type

無鈎
Without Teeth

サイズ
Size

160mm

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

タオル鉗子
Towel forceps

手術用のシーツ等を留めるために使用します。
Hold the surgery sheets, etc during surgery.
コード番号
Code No.

04070000

サイズ
Size

販売
90mm
中止

材質
Material

92

ステンレス
SUS

販売
中止

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆人体用一般医療機器

ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子
Hemostatic forceps
手 術時の血管止 血、組 織、皮 膚 縫 合時の創 縁 保 持に使 用します。

To be used to stop vascular bleeding during the operation or hold the tissue, skin during suture.

CF1610-18

CF1612-18

CF1572-16

ペアン鉗子

Pean forceps

コッヘル鉗子Kocher forceps

コード番号
Code No.

040461000404620004046300

コード番号
Code No.

040464000404650004046600

型式
Type

CF1610-14

CF1610-16

CF1610-18

型式
TypeCF1612-14

CF1612-16

CF1612-18

先端形状
Spec
サイズ
Size

グリル鉗子

直型 無鈎
Without Teeth
140mm

160mm

185mm

サイズ
Size

直型 有鈎
With Teeth
140mm

160mm

185mm

Grill forceps

コード番号
Code No.

04046700

04046800

型式
Type

CF1572-14

CF1572-16

先端形状
Spec
サイズ
Size

先端形状
Spec

直型 無鈎
Without Teeth
140mm

160mm

● 製造元：ドイツ カムフリー社（人体用）
Manufacture：Comefree (Germany)

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

93

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

ペアン鉗子

Pean's hemostatic forceps
手術時の止血鉗子として使用します。
Used as a hemostatic forceps during surgery.
コード番号
Code No.

04053000

04054000

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size

150mm

質量
Weight

40g

販売
中止

材質
Material

販売
中止

130mm
30g

小
Small

ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

コッヘル単鈎
Kocher's retractor
動物の一般外科手術時に各種組織のけん引、創口の拡大に使用します。

To be used to retract various tissues, or to
expand the section during surgery.

94

コード番号
Code No.

04114000

型式
Type

鋭
Sharp

サイズ
Size

230mm

質量
Weight120g

材質
Material

鈎先：炭素鋼 握柄：黄銅鋳物
Point ：Carbon steel Grip：Brass

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械
◆動物用一般医療機器

Surgical and dissecting instruments◆人体用一般医療機器（コード番号：04101000 サイズ160mmのみ）

持針器マッチュMathew's needle holder

皮膚の縫合、軟部組織の縫合時の縫合針把持器として使用します。
3枚合わせは部品ごとに分解して洗浄ができます。
To be used as needle holder for skin or soft tissues
suture.
Triple joint type can be disassembled to wash.

3枚合わせ
Triple joint

販売
中止
2枚合わせ
Double joint

コード番号
Code No.

04101000

04102000

04103000

04103500

型式
Type

3枚合わせ
Triple joint

販売
2枚合わせ
Double
joint
中止

3枚合わせ
Triple joint

持針部超鋼付
Needle holder
with carbide

サイズ
Size

160mm

170mm

190mm

200mm

70g

90g

質量
Weight材質
Material

50g
ステンレス
SUS

販売
中止

ステンレス/超鋼付
SUS/Carbide

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

95

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

動物用縫合針Suture needle
中、大動物用の手術時に使用します。先端は角針で槍状になっており、筋層や皮下、皮膚縫合等に適しています。強弯（1/2、180°）、弱弯（3/8、135°）、先曲の3種類があります。
バネ孔になっているため糸を通すのが簡単です。

I-45

For surgery of middle or large animals.
Suitable for muscle layer, subcutaneous, and skin suture with lancet point and square needle on top.
Three types available：Strong curve(1/2, 180°), Slight
curve(3/8, 135°), and Point curve.
Easy to thread with spring eye.

L-54
O-67

J-38

M-48

K-32

長さ
LengthN-41

角針（ステンレス製）
Square needle

バネ孔
Spring eye※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

96

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

入数
Contents

サイズ
Length04119100

I-45

強弯 大
1/2circle large

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

04119200

J-38

強弯 中
1/2circle medium

04119300

K-32

強弯 小
1/2circle small

04119400

L-54

弱弯 大
3/8circle large

04119500

M-48

弱弯 中
3/8circle medium

04119600

N-41

弱弯 小
3/8circle small

04119700

O-67

先曲
Point curved

10本
10pcs
12本
12pcs
10本
10pcs
12本
12pcs

材質
Material

約60mm
60mm approx.
約50mm
50mm approx.
約70mm
70mm approx.

ステンレス
SUS

約60mm
60mm approx.
約50mm
50mm approx.
約70mm
70mm approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

動物用縫合針Suture needle
中、大動物用の手術時の縫合針として使用します。
角針の先端は槍状になっており、筋層や皮下、皮膚縫合等に適しており、丸針は主に血管や腸管等の縫合に適してします。

Suture needle for surgery of large and middle animals.
The square needle on top is suitable for muscle, subcutaneous, and skin suture. and the round needle isfor blood vessels and intestine suture, etc.

A-35

D-45
H-19

B-35

長さ
LengthE-48

角針（ステンレス製）
Square needle

C-59

バネ孔
Spring eye

G-53

並孔
Nomal eye

※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

04120100

A-35

強弯 丸針
1/2circle round04120200

B-35

強弯 角針
1/2circle square

04120300

C-59

弱弯 角針
3/8circle square

04120400

D-45

強弯 丸針
1/2circle round04120500

E-48

弱弯 丸針
3/8circle round04120700

G-53

弱弯 丸針
3/8circle round04120800

H-19

強弯 丸針
1/2circle round

孔形
Eye

入数
Contents

材質
Material

約55mm
55mm approx.

バネ孔
Spring eye

5本
5pcs
並孔
Regular eye

サイズ
Length約70mm
70mm approx.

ステンレス
SUS

約60mm
60mm approx.
約65mm
65mm approx.
約30mm
30mm approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

97

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

動物用縫合針（腟脱針）Suture needle
牛、豚の尿腟、子宮脱整復用の縫合針として使用します。

To be used as suture needle in treatment for the vaginosis and uterine reduction of cow and pig.

P-115

長さ
Length角針（ステンレス製）
Square needle

Q-77

R-60
バネ孔
Spring eye※写真は原寸大です。
*Photo at actual size

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

04281000

R-60

弱弯 角針
3/8circle

cutting edge

バネ孔
Spring eye

中弯 角針
7/16circle

cutting edge

並孔Regular eye

04282000

Q-77

04283000

P-115

孔形
Eye

入数
Contents

サイズ
Length並孔
Nomal eye

材質
Material

80mm
5本
5pcs

100mm
160mm

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

動物用穿刺針（硬膜外針）
Puncture needle for veterinary

牛の第四胃変位等の手術時に実施する腰椎硬膜外麻酔法に使用します。長さが2種類あるので、牛の体格に合わせて選択できます。さらに針の刺入距離を確認できるよう10mm間隔（70～120mmの範囲では5mm間隔）で目盛を記載し、使い勝手を良くしています。
It is used for epidural anesthesia works for
abomasum displacement surgery for cattle.
Two types of length available. The scales
marked at 10mm intervals (5mm intervals in
the range of 70 to 120mm) so that you cancheck the needle insertion distance.

コード番号
Code No.

11146100

入数
Contents
サイズ
Size

98

11146200
25本
25pcs

130mm (18G)

150mm (18G)

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

99◆動物用一般医療機器

ビューナー針Jorvet Buhner needle

大動物の腟脱整復手術に使用します。
For vaginal reduction surgery in large animal.
コード番号
Code No.

04205100

型式
Type

JorVetサイズ
Size

300mm（穿刺有効長：196mm）
300mm (Puncture：196mm)

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

絹製縫合糸
Silk suture, hard

手術用の縫合糸です。硬質で長さ約8mの未減菌品です。
Suture for surgery. Hard type and non-sterile product with 8m length.
コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

04141000No.1

φ0.10～0.15mm

04142000No.2

φ0.15～0.20mm

04143000No.3

φ0.20～0.27mm

04144000No.4

φ0.27～0.34mm

04145000

No.504146000

No.604147000

No.7

φ0.48～0.56mm

04148000No.8

φ0.56～0.64mm

04149000No.9

φ0.64～0.74mm

04150000No.10

φ0.74～0.86mm

10本
10pcs

サイズ
Size

φ0.34～0.41mm
φ0.41～0.48mm

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用管理医療機器

合成吸収糸 シンセソーブ
Synthetic absorbable suture, SyntheSorb
合成吸収糸は一般的な軟組織の接合、結紮に使用し、生体反応が最少です。
編糸は確実な結節と結節保持に優れています。吸収後の色素残留がありません。EOG滅菌済みです。
Minimize biological reaction with synthetic absorbable suture, which
is used for general soft tissue ligation. Excellent for knotting andholding the knot. No dye residue after absorption. EOG sterilized.

コード番号
Code No.

型式
Type

糸号数
USP

サイズ
Size

材質
Material

04151100

SBC-505/0

φ0.100〜0.149mm×25m

04151200

SBC-404/0

φ0.150〜0.199mm×25m

04151300

SBC-303/0

φ0.200〜0.249mm×25m

04151400

SBC-202/0

φ0.300〜0.339mm×25m

04151500

SBC-000

φ0.350〜0.399mm×25m

04151600

SBC-01

1

φ0.400〜0.499mm×25m

04151700

SBC-022

φ0.500〜0.599mm×25m

04151800

SBC-343-4

φ0.600〜0.699mm×25m

04151900

SBC-05

5

φ0.700〜0.799mm×25m

04152000

SBC-06

6

φ0.800〜0.899mm×25m

ポリグリコール酸
PGA

縫合針消毒ケース
Suture needle sterilizing case

縫合針、注射針兼用消毒ケースです。
Case for both suture needle and injectionneedle.

100

コード番号
Code No.

04170000

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H）

94×75×16mm

質量Weight110g

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

ウテラス鉗子Uterus forceps
大動物の第4胃、帝王切開手術時に、胃壁、子宮壁等の保持に使用します。
To hold the uterine, gastric wall during abomusum operatioin or caesarian operation forlarge animal.

コード番号
Code No.

04180000

サイズ
Size

280mm

質量
Weight170g

材質
Material

ステンレス 合成ゴム
SUS Synthetic rubber◆動物用一般医療機器

胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式）
Rumen retractor forceps with hook
第一胃切開時に胃壁をつかむ鉗子です。
Forceps to retract the stomach wall duringruminal incision.
コード番号
Code No.

04184000

サイズ
Size

240mm

質量
Weight90g

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

101

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

套管針 樹脂柄
Trocars, with plastic grip
動物の穿刺術、穿胸術用器具として使用します。
For puncture and thoracotomy of animal.
コード番号
Code No.

04201000

型式
Type

太
Large

構成
Composition

套管部 内針部 キャップ
Trocars Needle Cap

サイズ
Size

φ7×200mm（挿入部：φ7×90mm）
φ7×200mm (Tube：φ7×90mm)

質量
Weight70g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス 柄：樹脂
Needle：SUS Grip：Plastic◆動物用一般医療機器

尿石用套管針Trocars for urolithiasis
大動物の泌尿生殖器の治療、診断に使用する穿刺用の套管針です。尿結石の診断、膀胱洗滌、膣脱整復時の導尿等に使用できます。
A puncture trocar for the treatment and diagnosis of urogenital organs in large animal. It
can be used for diagnosis of urinary stones,
bladder washing, and urination for vaginal reduction.

コード番号
Code No.

04287001

04287003

型式
Type

350mm

520mm

構成
Composition
サイズ
Size

挿入部：φ7×350mm
Tube：φ7×350mm

挿入部：φ7×520mm
Tube：φ7×520mm

質量
Weight

180g

210g

材質
Material102套管部 内針部 キャップ
Trocars Needle Cap

内針、挿入部：ステンレス 柄：樹脂
Needle：SUS Grip：Plastic

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

103◆動物用一般医療機器

套管針 金柄 10基
Trocars, Metal handle
動物の胸腔内貯留液の診断および排除に使用します。
管基が10基のため、10先注射筒、ゴム管の接続ができます。
For diagnosis and dranage from thoracic cavity.
Syringe (needle base size 10) and rubber tube
connectable.
コード番号
Code No.

04204000

構成
Composition

套管部 内針部 キャップ
Trocars Needle Cap

サイズ
Size

φ5×164mm（挿入部：φ5×78mm）
φ5×164mm (Tube φ5×78mm)

質量
Weight70g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス 柄：鋼鉄、メッキ
Needle：SUS Grip：Steel, plated◆動物用一般医療機器

套管針 金柄 小外科用
Trocars, Metal handle, for minor surgery
小中動 物の 体内ガス抜き、排 液または投 薬に使 用します。
ゴム管の接続ができます。
For removing gas, draining fluid, and administrating medicine for small or medium size animal.
Rubber tube connectable.
コード番号
Code No.

04205000

構成
Composition

套管部 内針部 キャップ
Trocars Needle Cap

サイズ
Size

φ4.5×140mm（挿入部：φ4.5×64mm）
φ4.5×140mm (Tube：φ4.5×64mm)

質量
Weight35g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス 柄：鋼鉄、メッキ
Needle：SUS Grip：Steel, plated外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆人体用一般医療機器

両頭鋭匙

Curettes, double ended
外科手術時に組織を掻き取る時に使用します。
For scraping tissues off during surgery.
コード番号
Code No.

04215000

サイズ
Size

165mm

質量
Weight40g

材質
Material

ステンレス
SUS

ゴムスポイトRubber syringe

傷洗い用として使用します。
For wound cleaning use.

104

コード番号
Code No.

04228000

04229000

04230000

型式
Type

大
Large

中
Middle

小
Small

サイズ
Size

160mm

140mm

120mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

検蹄器

Hoof testing forceps
馬の蹄患部を探すために使用します。
For determination of the wound part of horse
hoof.
コード番号
Code No.

04276000

型式
Type

検蹄器
Hoof testing forceps

サイズ
Size

265mm

材質
Material

炭素鋼/クロム、メッキ
Carbon steel/Chrom, plated

手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付
Surgical wear, separate, with cap

軽量、完全防水。汚れは簡単に落とせ乾燥も迅速です。
Light-weight and water-proof. Easy to clearn and dry.
コード番号
Code No.

042482000424810004248000

型式
Type

M

L

LL

着丈
Length

750mm

790mm

810mm

胴回り
Waist

1,160mm1,240mm1,320mm

ズボン丈
Pants length

1,010mm1,070mm

1,130mm

股下Under crotch

680mm

730mm

780mm

ウエスト
Waist

1,000mm1,100mm1,200mm● 材質/ナイロン Material /Nylon● 色/モスグリーン Color/Moss green

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

105

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

手術衣ニュータフター20
Surgical operating gown

防水性に優れた短袖手術衣です。肩部にはポリテックス（直検用ポリテ袋）等を留められるクリップつきです。
Short-sleeved surgical gown with excellent waterproofness.
With a clip on the shoulder to hold polyethylene glove.
コード番号
Code No.

04252500

04251500

0425050004249500

型式
Type

S

M

L

LL

着丈 A-B
Length A-B

1,330mm

1,380mm1,430mm

1,480mm

450mm

470mm

485mm

500mm

990mm

1,050mm

1,110mm

1,170mm

袖丈 C-D
Sleeve length

C-D

胸囲 E-F
Chest measurement

E-F● 材質/ナイロン Material /Nylon● 色/ライトグリーン Color/Light green

手術用インナーシャツ/インナーパンツ
Surgical wear, underwear

胸元が開きすぎないように、肩にドットボタン開きをつけました。男女兼用で幅広く着用できます。制菌加工、制電・吸水効果を施しています。
Buttons are provided on shoulder. Unisex type.
Anti-bacteria, anti-static processing and water absorption effect provided.

手術用インナーシャツ（男女兼用）

Inner shirt

コード番号
Code No.

0480010004800200

04800300

04800400

04800500

型式
Type

S半袖
short sleeve

M半袖
short sleeve

L半袖
short sleeve

LL半袖
short sleeve

BL半袖
short sleeve

着丈
Upper length

630mm

650mm

670mm

胸囲
Chest

1,020mm1,060mm1,120mm1,200mm

1,280mm

肩幅Shoulder length

440mm

460mm

490mm

520mm

540mm

袖丈
Sleeve length

190mm

200mm

210mm

手術用インナーパンツ（男子用）

220mm

Inner trousers

コード番号
Code No.

04800600

04800700

04800800

04800900

型式
Type

M

L

LL

BL

腰回り
Waist

1,070mm

1,130mm

1,190mm

1,270mm

股下Under crotch

690mm

730mm

● 材質/ポリエステル65% 綿35%(制電糸入り)● 色/ネイビー Color/Navy

106

690mm

750mm
Material /Polyester65%

Cotton35%(Anti-static thread)

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

ベテリナリーウェア
Veterinary wear

バックスタイルにサイドベンツを取り入れ、ジャケット風にしています。シワになりにくい素材です。制菌加工、制電・吸水・防汚・透け防止効果を施しています。
Side vents provided in the back half, like jacket style. Wrinkle-resistantmaterial. Anti-bacterial, antistatic antifouling processing, and water
absorption effect provided. Not transparent.
コード番号
Code No.

04801000

04801100

04801200

04801300

04801400

型式
Type

S

M

L

LL

BL

着丈
Upper length

720mm

740mm

770mm

800mm

780mm

胸囲
Chest

1,040mm1,080mm1,120mm

1,180mm1,300mm

肩幅Shoulder length

440mm

460mm

480mm

500mm

520mm

袖丈
Sleeve length

240mm

250mm

260mm

270mm

● 材質/ポリエステル85% 綿15%(制電糸入り)
Material/Polyester85% Cotton15%(Anti-static thread)● 色/ミストグリーン
Color/Mist green

クリーンガード防護服
Cleanguard protective wear

さまざまな環境で作業者を防護します。

通気性があり、粉体バリア性能に優れた3層構造の不織布製防護服です。前ファス
ナー式で袖と裾にゴムが入っています。
For protection from various environment.
Superior in powder barrier with 3 layers non-woven fabric. Breathable
material.
Front slide fastener type. Elastic sleeve and bottom.
コード番号
Code No.

0426710004267000

04266000

型式
Type

L

LL

LLL

入数
Contents

24枚
24pcs

身長
Length

1,680～1,740mm

1,740～1,800mm

1,800～1,860mm

胸囲
Chest

900～980mm

940～1,020mm

960～1,040mm● 材質/PP不織布 PEフィルム
Material/Poly propylene nonwoven fabric● 色/白Color/White

Polyethylene film

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

107

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

プロテクガード ライトワークウェア
Protecguard light work wear

やわらかい生地で作業がしやすく、1層構造のため通気性がよく軽量で動きやすくなっています。安価で日常の軽作業時にぴったりです。バリアー性はクリーンガード
より低下します（低暴露、低水圧、常温等の場所で使用してください）。
Soft, light-weight and breathing fabric, for smooth movement. Suitablefor daily work at a reasonable price. Barrier function is not as muchas Cleanguard. Use in low exposure, low water pressure place withnormal temperature, etc.
コード番号
Code No.

042681000426820004268300

型式
Type

L

XL

XXL

入数
Contents

50着
50pcs

身長
Length

1,760～1,820mm

1,820～1,880mm

1,880～1,940mm

胸囲
Chest

1,000～1,080mm

1,080～1,160mm

1,160～1,240mm● 材質/PP
Material/PP● 色/白Color/White

ブーツカバー
Boots cover

ポリブーツは長靴、短靴の上から被せて使用するポリエチレン製、防水性のカバーです。上部がひも状になり、結べます。
JEポリブーツは、上部にゴムバンドがついていて使いやすくなっています。
ブーツカバーは上部にゴム入り、足首部にヒモが付いているため足にしっかりフィットさせることができます。
各種、防護服と組み合わせて使用することをお勧めします。
Poly boots cover your shoes, made of polyethylene, andwaterproof. With a string to tie up.
JE poly boots has elastic ankle for smooth wearing.
Boots cover has elastic ankle and a string to fit firmly toyour foot.
Recommended to use with the other kind of protective
wears.

コード番号
Code No.

28010000

28012000

04267300

型式
Type

ポリブーツ
Plastic boot

JEポリブーツ
JE plastic bootブーツカバー
Boot 販売
cover

入数
Spec.
材質
Material

108

50枚
50pcs
ポリエチレン
Polyethylene

100足中止100pairs

ポリブーツ
Plastic boot

JEポリブーツ
JE plastic boot販売
中止
ブーツカバー
Boot cover

不織布
Nonwoven fabric

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

手術用帽子
Surgeons cap

シンプルタイプで、後ヒモ留め式になっています。
Simple type cap to fasten strings in backside.
コード番号
Code No.

04262000

入数
Contents

1枚
1pcs

材質
Material

綿100%
Cotton 100％

● 色/白Color/White◆人体用管理医療機器

手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー
Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular
指先厚さ0.23mmの標準的な厚さで手術、病理、解剖等に幅広く使用できます。滅菌済みです。
With a standard thickness of 0.23mm, it can be widely used forsurgery, pathology, anatomy, etc. Sterilized.

滅菌済Sterilized

コード番号
Code No.

0426450004264600

04264700

04264800

04264900

型式
Type

No. 6.5

No. 7.0

No. 7.5

No. 8.0

No. 8.5

入数
Contents

20双
20pairs

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

109

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

ウェルソー（電動鋸）Electric saw, Wellsaw

家畜の解剖、解体時に使用する電動式鋸で、骨等も切断が可能。安全に使用できます。
コード番号
Code No.

18260000

型式Type

404-16型 補強型
404-16 Reinforced type

刃ストローク
Blade strokes

8,000回/分 28.5mm
8,000/min. 28.5mm

刃長
Blade length

約400mm
400mm approx.

電源
Power

AC100～115V 50/60Hz

質量
Weight

4.1kg

替刃Electric saw for dissection of livestock. Possible to
cut the bone, too.

Blade

コード番号
Code No.

18260100

型式
Type

補強型用替刃 400mm
Reinforced type 400mm

刃長
Blade length

約400mm
400mm approx.

替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー）
Exchangeable blade for brain surgery, dissection

3種類の替刃は、Ｆ100ハンドルに共通して使用できます。
ハンドルは特殊プラスチック製で、オートクレーブ滅菌が可能です。

Three kinds of exchangeable blade fit the handle
F100. The handle is made of special plastic and autoclavable.

解剖刀 替刃 No.100
Dissection blade No.100

解剖刀 替刃 No.170
Dissection blade No.170

共用ハンドル F-100
Common handle F-100

脳刀 替刃 No.325
Blade for brain No.325

110

コード番号
Code No.

04322600

04322700

04322800

04322900

型式
Type

共用ハンドル F-100
Common handle F-100

解剖刀 替刃 No.100
Dissection blade No.100

解剖刀 替刃 No.170
Dissection blade No.170

脳刀 替刃 No.325
Blade for brain No.325

入数Contents

1本
1pc

サイズ
Size

165mm

材質
Material

樹脂製
Plastic

5枚
5pcs
222mm（刃長：100mm）
222mm(Blade length：100mm)

292mm（刃長：170mm）
292mm(Blade length：170mm)

450mm（刃長：325mm）
450mm(Blade length：325mm)

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

替刃式 解剖メス（フェザー）
Dissection forceps with exchangeable blade

ハンドルは2種類の替刃がワンタッチで装着できる特殊プラス
チック製で、オートクレーブ滅菌が可能です。

2 kinds of blade fits the handle. Handle is made of
special plastic and autoclavable.

共用ハンドル F-60
Common handle F-60

解剖メス 替刃 No.61
Dissection forceps No.61

解剖メス 替刃 No.62
Dissection forceps No.62

コード番号
Code No.

04320600

04320700

04320800

型式
Type

共用ハンドル F-60
Common handle F-60

解剖メス 替刃 No.61
Dissection forceps No.61

解剖メス 替刃 No.62
Dissection forceps No.62

入数
Contents

1本
1pc

サイズ
Size

145mm

77mm（刃長：60mm）
77mm (Blade length：60mm)

材質
Material

樹脂製
Plastic

ステンレス
SUS

20枚
20pcs

板鋸 ワイス式
Wei's amputating saw

大、中動物の解剖に使用する鋸で、骨組織等の硬部組織を切断する時に使用します。
Saw for dissection of large and medium size
animal, for cutting hard tissue such as born.
コード番号
Code No.

04319000

サイズ
Size

300mm（刃長：240mm）
300mm (Blade length：240mm)

質量
Weight300g

材質
Material

刃：炭素鋼 柄：黄銅、メッキ
Blade：Carbon steel Grip：Brass, plated

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

111

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

解剖剪刀

Dissecting scissors, SUS
標準型、両尖型解剖剪刀です。
Standard type (both edge pointed) scissors.
コード番号
Code No.

04320500

サイズ
Size

160mm

質量
Weight50g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

腸剪刀Enterotomy scissors
大動物の開腹手術に使用するハサミで、胃、腸等の切開に使用します。
先端部形状が肉厚、鈍角になっています。

Scissors to be used for laparotomy of large
animal, incision of stomach, intestines, etc.
The edge is thick and obtuse.

112

コード番号
Code No.

04325500

サイズ
Size

210mm

質量
Weight100g

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

解剖器械 鶏用

Dissecting instruments set for fowl
鶏の解剖時に使用する、ハサミと刀のセットです。
A set of forceps and scissors to be used fordissection of fowl.
コード番号
Code No.

04314000

構成
Composition

骨剪刀鶏用
解剖メス
腸剪刀鶏用
外科ピンセット13cm
鶏解剖用スケール
革ケース
Bone cutting scissors for fowl
Dissection forceps
Enterotomy scissors for fowl
Operating forceps
Scale for dissected fowl
Leather case

質量
Weight

約480g
480g approx.

解剖刀 鶏用

Dissecting knife for fowl
皮、手羽元、骨間筋肉、肉等の分離、切断に使 用します。

Double edged type. For cutting skin, meat,muscle between bones, etc. of fowl.
コード番号
Code No.

販売
中止

04318100

サイズ
Size

200mm
（刃長：90mm）
販売
200mm (Blade size：90mm)

材質
Material

刃：ステンレス 柄：樹脂製
Blade：SUS Grip：Plastic

中止

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

113

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments◆動物用一般医療機器

骨剪刀 鶏用

Bone cutting scissors for fowl
羽、手羽先、骨等の切断に使用します。
刃部片側はギザ型で滑らない形状になっています。
For cutting fowl bones, chicken wing. One
side of scissors is with ridges not to slip.
コード番号
Code No.

04324100

サイズ
Size

195mm

質量
Weight190g

材質
Material

炭素鋼、メッキ
Carbon steel, plated

腸剪刀 鶏用Enterotomy scissors for fowl
軟体組織、臓器、腸等を切断するハサミです。
Scissors to cut the soft tissue, internal organ,
etc. of fowl.

114

コード番号
Code No.

04326500

サイズ
Size

150mm

質量
Weight40g

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

外科 ・ 解剖器械

Surgical and dissecting instruments

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

115

鶏解剖用スケール

Scale for dissected tissues of fowl
分離した組織、臓器等の大きさを測るために使用します。
Measure the size of dissected tissues or organs.
コード番号
Code No.

04331000

サイズ
Size

150mm

材質
Material

ステンレス
SUS

116

歯科器械

Dental instruments

歯ろ 馬用 Tooth rasp for horse････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 118
開口器 牛用 Mouth opener for cattle･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 119

117

歯科器械

Dental instruments◆動物用一般医療機器

歯ろ 馬用

Tooth rasp for horse
馬の整歯（やすりで歯の表面を削る）に使用します。
軽量で操作しやすい替刃式の歯やすりです。

For tooth treatment (grinding the surface) for horseLightweight and easy to use with exchangeable blades.

直型
Straight

別売部品

Option弯曲型Curved

共通替刃
Blade

別売部品
コード番号
Code No.

05007000

05007500

コード番号
Code No.

05007002

型式
Type

直型
Straight弯曲型Curved

型式
Type

替刃
Blade

全長
Length

520mm

400mm

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

82×25×17mm

質量Weight

約500g
500g approx.

約450g
450g approx.

材質
Material

鋼鉄
Steel

材質
Material

118

Option

共通替刃：鋼鉄 柄：樹脂製、ステンレス
Blade：Steel Grip：Plastic, SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

歯科器械

Dental instruments◆動物用一般医療機器

開口器 牛用Mouth opener for cattle
牛口腔の開口状態を保持し、口腔内治療、カテーテ
ル挿入および薬液投与等の処理を安全に行います。
Safely keep the mouth open for oral treatment, catheter insertion, or drug administration etc.
コード番号
Code No.

05003200

サイズ
Size

240×90mm

質量
Weight380g

材質
Material

アルミニウムAluminium

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

119

120

去勢器械

Castrating instruments

去勢鉗子 Castration forceps･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 122
去勢鉗子 ザンド固定用 Castration forceps for holding spermatic cord･･･････････････････････････････････ 122
無血去勢器 バリメックスⅡ Bloodless castrator, BalimexⅡ･･･････････････････････････････････････････････ 123
捻転式去勢器 243式 Torsion castorator 243････････････････････････････････････････････････････････････ 123

121

去勢器械

Castrating instruments◆動物用一般医療機器

去勢鉗子

Castration forceps
大動物用は、馬、牛の観血去勢に使用する鉗子で、精索を伸長させて去勢用鉗子ザンド固定用で固定して精索を挫切します。
子豚用も同様に観血去勢に使用します。精索を挫切し精巣（睾丸）を除去します。

大動物用
Large animal

Large size is for horse and cattle castration.
Extend the spermatic cord and hold it withthe castration forceps for holding the cord.
For piglet, use the smaller forceps to crush
the spermatic cord as well.
子豚用Piglet

コード番号
Code No.

06001100

06004100

型式
Type

大動物用
Large animal

子豚用Piglet

サイズ
Size

全長：310mm（切断部：55mm）
Length：310mm Cutting part：55mm

全長：190mm（切断部：25mm）
Length：190mm Cutting part：25mm

質量
Weight

600g

170g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

去勢鉗子 ザンド固定用
Castration forceps for holding spermatic cord
馬、牛の観血去勢時に精索を伸長させて固定する鉗
子で、去勢鉗子を使用して精索を挫切します。
This is to hold the spermatic cord of horseand cattle. Then use the castration forceps
to crush it.

122

コード番号
Code No.

06005100

型式
Type

大
Large

サイズ
Size

310mm

質量
Weight630g

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

去勢器械

Castrating instruments◆動物用一般医療機器

無血去勢器 バリメックスⅡ
Bloodless castrator, BalimexⅡ
牛、馬の無血去勢に使用する器具で、精索を挫滅させることで睾丸を萎縮させます。膝当つき。
Bloodless castrator for horse and cattle. Crush
the spermatic cord to atrophy the testicles.
A knee-pad attached.
コード番号
Code No.

06015600

型式
Type

大型
Large

サイズ
Size

全長：470mm（鉗合部：80mm）
販売
Length：470mm (Blade length：80mm)

質量
Weight2.9kg

材質
Material

柄：樹脂 本体：ステンレス
Grip：Plastic Main unit：SUS

販売
中止

中止

◆動物用一般医療機器

捻転式去勢器 243式
Torsion castorator 243
馬、牛の観血去勢に使用し、短時間で容易に実施できます。電動ドリルに接続して使用することで先端フックに保持した精索を捻転させて引きちぎり、精巣の摘出が簡単にできます。
8か月齢程度までの子牛に対応しています。
Easy castration for cattle and horse in a short time.
Connect a screw power drill to this castrator andretain the spermatic cord. Then, twist it to tear oﬀ.
Applicable to calves up to 8 months old.
コード番号
Code No.

06001400

サイズ
Size

220×20.5mm

接続部
Connction part

六角シャンク径6.5mm 差込長30mm
Hex shank dia 6.5mm Insertion L 30mm

質量
Weight55g

材質
Material

ステンレス（SCS13）
SUS (SCS13)

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

123

去勢器械

Castrating instruments◆動物用一般医療機器

ヘンダーソン去勢鉗子Henderson Castrator
馬、牛へのヘンダーソン式観血去勢術に使用します。
片側の把握部根元が電動ドリル(別売)と接続可能となっており、電動ドリルでの回転により保持した精索の捻転により引きちぎれ、精巣が摘出できます。

Castrator for horse and cow. The grip is possible to be connected to electric drill (Not included). Spermatic code is twisted by drill to
cut off, and then the testicle is possible to be
extracted.

馬用
Horse

コード番号
Code No.

06001200

06001300

型式
Type

牛用
Cattle

馬用Horse

サイズ 挟込部
先 端幅×全長(開口時)
Holding edge
width
x full length(when opened)

22×230mm(64×216mm)

25×230mm(76×214mm)

接続部
Connction part
材質
Material

124

六角シャンク径9.5mm 差込長20mm
Hex shank dia 9.5mm Insertion L 20mm
ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

治療用設備機器

Treatment/examination equipment

無影灯 スタンドタイプ Surgical light, stand type･････････････････････････････････････････････････････････ 126
無影灯 設置式 Ceiling surgical light････････････････････････････････････････････････････････････････････ 127
どこでもオペ Movable operation table･････････････････････････････････････････････････････････････････ 128
スネル空気圧式大動物手術台 Snell Pneumatic large animal operation table･･････････････････････････････ 129
大動物診療台 Examination table for large animal･･････････････････････････････････････････････････････ 130
解剖台 Dissecting table･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 131
大動物用 解剖台 Dissecting table for large animal･･････････････････････････････････････････････････････ 132
平打縄 Flat rope･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 133
ロープ Rope･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 133
器械戸棚 Instrument cabinet･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 134

125

治療用設備機器

Treatment/examination equipment◆人体用一般医療機器 特定保守管理医療機器

無影灯 スタンドタイプ
Surgical light, stand type

電球にLEDを採用した無影灯です。世界トップレベルの国産医療用LEDチップを使用しているので、色の再現性が高いです。
移動に便利なキャスターつきで、設置場所を選びません。電球の寿命は約40,000時間です。

LED surgical light with high color reproducibility.
Caster provided.
Bulb life is about 40,000hr.

LA-10KX

LA-20KX

コード番号
Code No.

07011000

07011100

07011200

型式
Type

LA-10KX

LA-20KX

LA-40KX

灯数および灯径
Number of bulb

1灯 230mm
1light 230mm

2灯 580mm
2light 580mm

4灯 650mm
4light 650mm

光野径
Light field diameter

150mm

170mm

200mm

照度（距離 1,000mm）
Lux（Distance 1,000mm）

60,000LUX

100,000LUX

150,000LUX

照度切替
Stages of lux

LA-40KX

照度切替ボリューム
Lightening switch volume

色温度
Color temperature

4,500°K

電源
Power source
質量
Weight126

AC100V～240V
13kg

30kg

±5%
50/60Hz50kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

治療用設備機器

Treatment/examination equipment◆人体用一般医療機器 特定保守管理医療機器（設置管理医療機器）

無影灯 設置式
Ceiling surgical light

世界トップレベルの国産医療用LEDチップを使用しているので、色の再現性が高いです。4,500°K±5％の色温度で自然光により近い色調です。電球の寿命は約40,000時間です。

High color reproducibility with LED exclusive for medical use.
Color tone is close to natural light with color temperature of 4,500°K ±5%.
Bulb life is about 40,000hr.

LA-10

LA-40

LA-20

LA-20W

コード番号
Code No.

07011300

07011400

07011500

07011600

型式
Type

LA-10

LA-20

LA-40

LA-20W

灯数および灯径
Number of bulb

1灯 230mm
1light 230mm

2灯 580mm
2light 580mm

4灯 650mm
4light 650mm

2灯 580mm
2light 580mm

設置場所
Installation location

天井
Ceiling

カベ
Wall

光野径
Light field diameter

150mm

170mm

200mm

170mm

照度（距離 1,000mm）
Lux（Distance 1,000mm）

60,000LUX

100,000LUX

150,000LUX

100,000LUX

照度切替
Stages of lux

照度切替ボリューム
Lightening switch volume

色温度
Color temperature

4,200°K

電源
Power source
質量
Weight±5%AC100V～240V
33kg

38kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

50/60Hz

50kg

18kg

127

治療用設備機器

Treatment/examination equipment◆動物用一般医療機器

どこでもオペMovable operation table
中型動物（子牛や育成牛・豚）を対象にした機動性と機能性に富む手術台です。
500kgまでの個体に対応可能です。別売品のサイドテーブルを接続することで大きな動物にも対応できます。

Functional, movable operation table for middle size
animal, such as calf, rearing cow, pig, etc.
Durable up to 500kg. By connecting the optional sidetable, it is applicable for larger size of animal.

別売部品

128

Option07080100

コード番号
Code No.

07080200

型式
Type

HLF-E500L

型式

HLF-S150
HLF-S150

構成
Composition

本体 頭部保定台 保定器具×4
Main unit Head table
Restraining unitsx4

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

1,430×660×870mm（テーブル：1,200×600mm）
1,430×660×870mm(Table：1,200×600mm)

950×400×800mm（テーブル：720×400mm）
950×400×800mm(table：720×400mm)

テーブル高Height235～720mm

テーブル高
Height325～1195mm

リフト方式
Lift type

足踏油圧式
Stepping hydraulic base

リフト方式
Lift type

足踏油圧式
Stepping hydraulic base

質量
Weight約30kg
30kg approx.

質量
Weight約110kg110kg approx.

材質
Material

材質
Material

テーブル：ステンレス
リフター：スチール（塗装）Table：Stainless
Lifter：Steel (paint)

テーブル：ステンレス
リフター：スチール（塗装）Table：Stainless
Lifter：Steel (paint)

コード番号
Code No.

サイドテーブル
Side table

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

治療用設備機器

Treatment/examination equipment◆動物用一般医療機器

スネル空気圧式大動物手術台
Snell Pneumatic large animal operation table
大動物（馬、牛）の治療、手術に使用するエアーマット式、移動もできる手術台です。
動物を横臥させ、エアーマットを専用のポンプで膨らませることで術者の作業に合わせた任意の高さに調整ができます。

Operation table for large animal such as horse and cattle.
Lay the animal on air mat, then blow up the mat with
exclusive pump to raise the height accoringly.

P620

販売
中止

エアーポンプ
Air pump

P150

P255

P355（仰臥）P404（仰臥）P554（横臥）

P710

コード番号
Code No.

07052100

07052200

型式
Description・Specifications

スネル空気圧式大動物手術台 P150
Snell air cushion operation table P150

スネル空気圧式大動物手術台 P255
Snell air cushion operation table P255

販売 エアーマット エアーポンプ
中止 Air mat Air pump

構成
Composition
サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

2,718×1,626×889mm

材質
Material● 別売品 専用マクラ、専用架台

ポリウレタン
Polyurethane
OptionallyExclusive pillow, Stand

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

129

治療用設備機器

Treatment/examination equipment◆動物用一般医療機器

大動物診療台Examination table for large animal
牛、馬などの大動物の診療時に使用します。診療目
的、術者に合わせてテーブルを任意の高さと角度に調整ができます。

コード番号
Code No.

07030100

型式
Type

VF

診療台サイズ（mm）
Table size（mm）

4,010×3,010×2,010

昇降
Lift

0～800mm

最大積載荷重Maximum load

1,000kg

電源
Power source

３相200V
３phase 200V

● 受注生産品です。 納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

130

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

治療用設備機器

Treatment/examination equipment

解剖台

Dissecting table
A 型 は 中 動 物 用 で す。天 板 はステンレス 製 、排 水溝、排水口つきで血液等流しやすい構造になっています。
B型は小動物用です。取り出した組織、臓器等を置くことができます。
A type is for middle sized animal. Table board
is made by stainless. Drain ditch, drain outlet
port is provided for flushing blood, etc. B type
is for small animal. To be used to place thedissected tissue and organ.

B型
Type B

A型
Type A

コード番号
Code No.

07031000

07032000

型式
Type

A型
Type A

B型
Type B

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

1,500×1,000×635mm

1,000×700×800mm

材質
Material

ステンレス
SUS

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

131

治療用設備機器

Treatment/examination equipment

大動物用 解剖台

Dissecting table for large animal
大動物が解剖できる大きさの解剖台です。天板をリフターで上下動できるため任意の高さで作業することができます。凹型構造のため使用者に負担をかけずに作業することができます。
またキャスター仕様のため移動が簡単にできます。

132

コード番号
Code No.

07032100

型式
Type

解剖台凹型
Dissecting table concave type

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

2,000×2,000×530～1,573mm

材質
Material

テーブル：ステンレス リフター：スチール（塗装）Table：stainless Lifter：steel (paint)

Dissecting table to cover large size animal, too. Table
board is lifted up-down for optimal height. The concave structure allows higher work efficiency for users.
Casters provided.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

治療用設備機器

Treatment/examination equipment

平打縄
Flat rope

馬、牛の診察、治療に保定枠場を利用する場合、馬、牛を枠場内に誘導するロープとして使い、誘導してから前後柱に縛り、前進、後進を阻むために使用します。
目的により、腹、肩、胸等を縛り固定するロープとして使用します。
Use as a rope to guide a horse or cattle into restraining stall for
medical examination or treatment.
Tie up to front and back poles to hold their movement back andforward.
Possible to use as a restraining rope for abdomen, shoulder, etc.,
too.

コード番号
Code No.

07036500

07036600

07036700

型式
Type

手編、特大
Hand braid, ex-L

手編、大Hand braid, L

手編、中Hand braid, M

幅
Width

約65mm
65mm approx.

約60mm
60mm approx.

約54mm
54mm approx.

織長
Woven

約3,500mm
3,500mm approx.

約2,600mm
2,600mm approx.

約2,200mm
2,200mm approx.

全長
Full length

約5,500mm
5,500mm approx.

約3,800mm
3,800mm approx.

約3,500mm
3,500mm approx.

材質
Material

クレモナ
Synthetic fiber

ロープ
Rope

畜産現場で使用する各種ロープです。ロープの加工も可能なので、ご相談ください。

HZロープ
HZ rope

Various ropes used at livestock farms. Please contact
us for custom-order.

ハイラインロープ
High Line Rope

クレポリロープ
Kurepoly Rope

コード番号
Code No.

07038100

07038200

07038300

07038400

型式
Type

HZロープ
HZ rope

ハイラインロープ
High Line Rope

クレポリロープ
Kurepoly Rope

ビニロンロープ
Vinylon Rope

サイズ
Size
材質
Material

φ8mm×200M
PE

PP

φ9mm×200M

ビニロンロープ
Vinylon Rope

φ10×200M

ビニロン、PE
Vinylon, PE

ビニロン
Vinylon

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

133

治療用設備機器

Treatment/examination equipment

器械戸棚

Instrument cabinet
手術、解剖、治療用具を衛生的に保管する収納戸棚です。

両開戸 SUS90型 4面ガラス
Swing door SUS90 4-side glass

両開戸

両開戸 SUS120型 4面ガラス
Swing door SUS120 4-side glass

引き戸 SUS120型 4面ガラス
Sliding door SUS120 4-side glass

Swing door

コード番号
Code No.

07023600

型式
Type

07023610

07023620

07023630

07023640

SUS90型 4面ガラス
SUS90 4-side glass

構成
Composition
収納Storage

ロッカー
Locker07023650

SUS120型 4面ガラス
SUS120 4-side glass
本体 棚板×5
Main unit
Shelf board×5

本体 棚板×4
Main unit Shelf board×4

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

ロッカー/引出し
Locker/drawers

ー

本体 棚板×4
Main unit Shelf board×4
ロッカー
Locker

900×360×1,700mm

材質
Material

引き戸

Storing cabinet for operation, dissection, treatment
tools in hygienic conditions.

本体 棚板×5
Main unit
Shelf board×5

ロッカー/引出し
Locker/drawers

ー

1,200×450×1,700mm
本体：ステンレス 棚板：ガラス
Main unit：SUS Shelf board：Glass

Sliding door

コード番号
Code No.

07023660

型式
Type
構成
Composition
収納Storage
サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

07023670

07023680

SUS90型 4面ガラス
SUS90 4-side glass
本体 棚板×5
Main unit
Shelf board×5

本体 棚板×4
Main unit Shelf board×4
ロッカー
Lockerロッカー/引出し
Locker/drawers
900×360×1,700mm

材質
Materialー

07023690

07023700

07023710

SUS120型 4面ガラス
SUS120 4-side glass

3面ステンレス
3-side stainless

本体 棚板×4
Main unit Shelf board×4

本体 棚板×5
Main unit
Shelf board×5

ロッカー
Lockerロッカー/引出し
Locker/drawers

ー

1,200×450×1,700mm
本体：ステンレス 棚板：ガラス
Main unit：SUS Shelf board：Glass● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

134

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

産科器械

Obstetrical instruments

キューン産科挺 Kuhn's obstetrical crutch (without grip)･････････････････････････････････････････････････ 136
胎児推退器 Repeller･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 136
長鋭鈎 Long sharp hook･ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 137
導縄器 Rope introducer･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 137
長柄截胎刀 Long cutting hook･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 138
ツギ柄（共通把柄） Common grip･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 138
開閉産鈎 ショットラー Schottler obstetric claw hook････････････････････････････････････････････････････ 139
短産鈎 Obstetric short hook･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 139
助産器 牛用（ワイヤー式）Ⅱ Calf puller, wire type Ⅱ･････････････････････････････････････････････････････ 140
カーフセーバー（牛用） Calf puller･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 141
チゲーゼン截胎器 Wire saw embryotome. Thygesens･･････････････････････････････････････････････････ 142線鋸 Wire saw････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 142
助産器 豚用 Piglet puller･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 143

135

産科器械

Obstetrical instruments◆動物用一般医療機器

キューン産科挺Kuhn's obstetrical crutch（without grip）
大動物の産科手術に使用します。
ツギ柄（共通把柄）に取りつけて、Ｕ字部先端穴に産科縄を装着して使用します。
胎子を推退する場合に、子宮内に挿入してU字部を頭位、関節等に固定でき、挺がはずれにくいため整復、牽引、推退に使用
します。

コード番号
Code No.

08005000

サイズ
Size

400mm

質量
Weight265g

材質
Material

ステンレス
SUS

For the obstetrical surgery of large animal.
Connect this crutch to the common grip. Insert into
uterus, and use to tract or repose the unborn calf,
hooking the U-part on its head or joints.

◆動物用一般医療機器

胎児推退器
Repeller

ツギ柄（共通把柄）に取りつけて、胎子を子宮内に推退する時に使用します。

136

コード番号
Code No.

08006000

サイズ
Size

260mm

質量
Weight165g

材質
Material

ステンレス
SUS

Connect the common grip. To be used to tract theunborn calf from uterus.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

産科器械

Obstetrical instruments◆動物用一般医療機器

長鋭鈎Long sharp hook
ツギ柄（共通握柄）に取りつけて、胎子が手等で抽出が困難な場合に、鈎を眼窩、口角、頸筋等にかけて、抽出する時に使用
します。

コード番号
Code No.

08007000

サイズ
Size

265mm

質量
Weight160g

材質
Material

ステンレス
SUS

To be connected to the common grip. Hook it on theunborn calf mouth or neck muscle to pull out, when
it is difficult to pull by hands.

◆動物用一般医療機器

導縄器

Rope introducer
胎子に手が届かず直接縄をかけることが困難な場合に、ツギ柄（共通握柄）に取りつけて、先端部穴に産科縄を装着して、子宮内に挿入して縄を誘導する時に使用します。

コード番号
Code No.

08009000

サイズ
Size

250mm

質量
Weight145g

材質
Material

ステンレス
SUS

Connect the common grip. To be used when it is difficult to directly bind the calf. It is inserted into uterus,
fitting the rope into the point hole.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

137

産科器械

Obstetrical instruments◆動物用一般医療機器

長柄截胎刀Long cutting hook

胎子の抽出が困難な場合、ツギ柄（共通握柄）に取りつけ、胎子を切断するために使用します。

コード番号
Code No.

08010000

サイズ
Size

270mm

質量
Weight125g

材質
Material

鋼鉄、メッキSteel, platedConnect the common grip. To be used to cut the unborn calf, when it is difficult to pull out.

● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

ツギ柄（共通把柄）Common grip

各種産科用器具（キューン産科挺・胎児推退器・長鋭鈎・導縄器・長柄截胎刀）に取りつけて使用する共通の把柄です。

138

コード番号
Code No.

08011000

サイズ
Size

410mm

質量
Weight360g

材質
Material

黄銅、メッキBrass, plated

Common handgrip to be used with various obstetrical tools such as Kuhn's obstetrical crutch, Repeller,
Long sharp hook, Rope introducer, and Long cutting
hook.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

産科器械

Obstetrical instruments◆動物用一般医療機器

開閉産鈎 ショットラー
Schottler obstetric claw hook
難産時の整復、死産等の場合に、先端鈎部を開閉して胎子にかけてロープやクサリ等を用いて牽引、抽出する時に使用し
ます。

コード番号
Code No.

08012000

サイズ
Size

170mm

質量
Weight100g

材質
Material

ステンレス
SUS

To be used to tract or pull out the calf, using rope or
chain, in case of hard delivery or still birth.

◆動物用一般医療機器

短産鈎

Obstetric short hook
大動物の産科手術時に小孔部に縄等を結び付けて使用します。
胎児が手または綱で整復、摘出が困難な場合に鈎部を胎児に引っかけて牽引します。
To be used with rope on its hole at obstetrical surgery for large animal.
Hook on the unborn calf to retract.

コード番号
Code No.

0801810008018200

型式
Type

JK
JK

JK
JK

サイズ
Size

80×32mm

材質
Material

鋭
Sharp

JK 鋭
JK Sharp

JK 鈍
JK Blunt

鈍Blunt

80×35mm
ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

139

産科器械

Obstetrical instruments

助産器 牛用（ワイヤー式）Ⅱ
Calf puller, wire type Ⅱ

牛の難産、分娩時に使用します。軟質ワイヤー製なので容易に挿入ができます。
胎児の各部位にかけて牽引、娩出します。
To be used in the hard delivery of calf. Soft wireis easy to insert, and tract the parts of calf.

140

コード番号
Code No.

08025800

サイズ
Size

約1,000mm
1,000mm approx.

質量
Weight285g

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

産科器械

Obstetrical instruments

カーフセーバー（牛用）
Calf puller

牛の難産、分娩時に使用します。
ロープを胎子の肢左右に掛けて、尻当て部を母牛尻部に固定をして、ラチェットを前後させることで容易に胎子を牽引することが可能です。

For hard delivery of calf.
Tie the calf by rope, fix the round part of puller tobuttocks. Operate the rachet forward or backward
to tract the calf.

牽引調節固定Traction adjustment

牽引調節装置付
Attached with a traction modelator

別売部品

Optionカーフセーバー用ロープ
Ropes

別売部品

Option

コード番号
Code No.

08025400

08025700

コード番号
Code No.

08025402

型式
Type

HK2020HK2060型式
Type

カーフセーバー用ロープ
Ropes

仕様
Spec.

牽引調節固定Fixed traction

牽引調節装置付
Attached with a traction modelator

構成
Composition

2本入
2pcs

サイズ
Size

約760mm
760mm approx.

サイズ
Size
質量
Weight

約1,800mm
1,800mm approx.
約4.5kg4.5kg approx.

約6kg
6kg approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

141

産科器械

Obstetrical instruments◆動物用一般医療機器

チゲーゼン截胎器
Wire saw embryotome. Thygesens
切胎術を行うための器具です。截胎器の内管に線鋸を通し、線鋸の末端2本に握柄を取りつけて使用します。截胎器を子宮内に挿入し、胎子体部に圧定して切断します。
For embryotomy.
Thread the wire saw into the inner tube.
Then, install grips to both end of wire saw.
Introduce into uterus for embryotome.

別売部品
コード番号
Code No.

Option08013000

コード番号
Code No.

08013002

構成
Composition

本体 線鋸 線鋸用握柄
Main unit Wire saw Grip for wire saw

型式
Type

線鋸用握柄
Grip for wire saw

サイズ
Size

715mm

材質
Material

黄銅、メッキBrass, plated

質量
Weight

1,045g

材質
Material

本体、握柄：黄銅、メッキ 線鋸：ステンレス
Main unit, Grip for wire saw：Brass, plated

Wire saw：SUS◆動物用一般医療機器

線鋸Wire saw
細い鋼線を撚り合わせた鋸で、末端に握柄を取りつけて胎児の各組織を切断するために使用します。チゲーゼン截胎器に装着して使用します。

線鋸Wire saw

Twisted thin wires to make saw. To be used for embryotome, installing 2grips in the both end of wire.
Install on Thygesens embryotome.
コード番号
Code No.

08014000

08014500

型式
Type

線鋸
Wire saw

ボビベット線鋸
Bovivet wire saw

サイズ
Size

約2,600mm
2,600mm approx.

約10,000mm
10,000mm approx.

刃長
Blade length

約1,200mm
1,200mm approx.

約10,000mm
full length

質量
Weight15g

約70g
70g approx.

材質
Material

142

ステンレス
SUS

ボビベット線鋸
Bovivet wire saw

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

産科器械

Obstetrical instruments

助産器 豚用
Piglet puller

豚の難産、分娩時に使用します。
容易に挿入できるように柄がついています。胎子を短時間で娩出できます。
For hard delivery of piglets.
Easy to insert and pull them out in a short
time.

コード番号
Code No.

08026000

サイズ A
Size A

約460mm
460mm approx.

質量
Weight310g

材質
Material

ワイヤー：ステンレス 柄：鋼鉄、メッキ
Wire：SUS Grip：Steel, plated

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

143

144

乳房治療用器械
Teat treatment instruments

Aチューブ（滅菌済） A-tube indwelling teat cannula, sterilized･ ･････････････････････････････････････････ 146
導乳管 N 中 Milking tube N, Metal･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 146
乳頭切開器 SI式 Teat slitter, SI type････････････････････････････････････････････････････････････････････ 147
乳頭鋭匙 Tissues scraper for clogged teat･････････････････････････････････････････････････････････････ 147
乳頭套管針 Teat trocar････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 148
乳房炎治療用ペニシリン針 Teat injection cannula for penicillin･･････････････････････････････････････････ 148
乳房炎治療管 Infusion catheter for teat disease････････････････････････････････････････････････････････ 149
サブヒール ジョイナー付 Teat protection ring Sub-heel･･････････････････････････････････････････････････ 149

145

乳房治療用器械

Teat treatment instruments◆動物用一般医療機器

Aチューブ（滅菌済）
A-tube indwelling teat cannula, sterilized
牛の 各種乳 頭 病 変の排 乳障害（乳 頭口狭窄、乳 漏等）の治療に使用します。
衛生的で、挿入棒を使用することで容易に挿入ができます。
電子線滅菌されておりますので単回使用です。
For treatment of milking disorder (stenosis,
milk leakage etc.).
Hygienic and easy to insert the tube with enclosed stick.
Sterilized by electron beam irradiation. For
single use.

コード番号
Code No.

09019300

構成
Composition

Aチューブ 差込栓×24 カバー 挿入棒
A tube Insertion plug×24 A tube cover

材質
Material

Aチューブ：シリコン 差込栓：ポリカーボネート カバー：ポリエチレン 挿入棒：ポリカーボネート
A tube：Silicon Insertion plug：Polycarbonate A tube cover：Polyethylene Insertion stick：Polycarbonate

Insertion stick◆動物用一般医療機器

導乳管 N

中

Milking tube N, Metal
牛の各種乳頭病変の排乳障害等の治療に使用します。
挿入部先端に孔が2ヵ所、基部に埋没防止のツバがついています。
For treatment of milking disorder.
There are 2 holes on the point edge. A brim
prevents the tube being buried in teat.

146

コード番号
Code No.

09012400

型式
Type

中
Medium

入数
Contents

10本
10pcs

サイズ
Size

φ3×72mm

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳房治療用器械

Teat treatment instruments◆動物用一般医療機器

乳頭切開器 SI式
Teat slitter, SI type
乳管狭窄、乳頭硬化、乳管炎等の治療時に乳管内の肥厚部組織を取り除きます。

Remove intramammal thickened tissues in
the case of lactiferous duct stenosis, galactophoritis, etc.
コード番号
Code No.

09025000

サイズ
Size

φ4×158mm（挿入部：90mm）
φ4×158mm (Insert length：90mm)

刃長
Blade length

10mm

質量
Weight15g

材質
Material

刃部：ステンレス 本体：黄銅、メッキ
Blade：SUS
Main part：Brass, plated※先端拡大写真*Enlarged photo of tip◆動物用一般医療機器

乳頭鋭匙

Tissues scraper for clogged teat
乳頭狭窄時に乳頭管内膜の肥厚部組織、付着している異物等の除去を先端匙部で除去します。

Remove the thickened tissue or adhering substancein case of clogged teat.

販売
大
中止

Large

小
Small

コード番号
Code No.

09028000

09029000

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size
匙部幅
Tip width
質量
Weight材質
Material

販売
中止
3mm
19g

160mm（挿入部：125mm）
160mm (Insert length：125mm)
2.5mm
18g
挿入部：ステンレス 柄：黄銅、メッキ
Insert part：SUS Grip：Brass, plated

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

147

乳房治療用器械

Teat treatment instruments◆動物用一般医療機器

乳頭套管針
Teat trocar

乳頭管内膜が癒着、閉鎖して鋭匙の挿入が困難な場合に、乳頭管中央部を穿刺して拡張します。

When it is difficult to insert the scraper due to adhesion of intramammal tissue, pierce and enhance theroute by this trocar.

コード番号
Code No.

09030000

サイズ
Size

套管部：φ2×135mm 穿刺部：φ1.5×160mm
Outer cylinder：φ2×135mm Needle：φ1.5×160mm

挿入部
Insert length

105mm（刃長：14mm）
105mm (Blade：14mm)

質量
Weight20g

材質
Material

柄：黄銅、メッキ 外筒、穿刺部：ステンレス
Grip：Brass, plated Outer cylinder, Needle：SUS◆動物用一般医療機器

乳房炎治療用ペニシリン針Teat injection cannula for penicillin
乳房炎治療用の抗生物質、治療薬液を乳管内に注射注入する
場合に使用します。

148

コード番号
Code No.

09034000

型式
Type

細 10基
Small 10Base

入数Contents

12本
1dozenサイズ
Size

φ2×55mm

材質
Material

黄銅、メッキBrass, plated

For injection of antibiotics, liquid medicine for teat
treatment.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳房治療用器械

Teat treatment instruments◆動物用一般医療機器

乳房炎治療管Infusion catheter for teat disease
乳頭口の狭窄時、乳漏等に使用します。
注射筒10先、ゴム管等を接続して薬液、油剤等を注入できます。

コード番号
Code No.

09035000

型式
Type

太
Large

サイズ
Size

φ3×60mm

材質
Material

黄銅、メッキBrass, plated

For treatment of lactiferous duct stenosis, milk leakage, etc. Connect with syringe (point 10), rubber tube,
etc. for administration of liquid medicine.

サブヒール ジョイナー付Teat protection ring Sub-heel

乳牛の乳房踏傷防止のため、左右後 脚に取りつけて使用します。
分娩後約10日から泌乳期2～3ヵ月まで装着することをお勧めします。
For prevention of damaging teat by stepping on it.
To be installed in both hind legs.
Recommended to use from 10days to 2-3months
after delivery.

コード番号
Code No.

09043000

構成
Composition

本体×2 ジョイナー×8
Main part×2 Joiner×8

サイズ
Size（Outside.Innerside.Thickness）

φ190×φ80×23mm

質量Weight

約100g
100g approx.

材質
Material

ポリウレタン
Polyurethane

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

149

150

投薬・浣腸用器械
Dosing and irrigation instruments

投薬カテーテル Dosing catheter･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 152
鼓脹症用カテーテル（太 牛用） Stomach catheter for bovine bloat････････････････････････････････････････ 152
胃カテーテル Stomach catheter････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 153
尿道カテーテル Urethral catheter･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 153
イルリガートル Irrigator････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 154
イルリガートル台 Irrigator stand････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 154
ストマックチューブⅡ Stomach tubeⅡ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 155
哺乳瓶 Plastic nursing bottle for calf･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 155
投薬器 子馬用 Dosing syringe for colt ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 156

151

投薬 ・浣腸用器械

Dosing and irrigation instruments◆動物用一般医療機器

投薬カテーテル
Dosing catheter
牛、馬用の経鼻投薬に使用するカテーテルで、鼻孔内から挿入し薬液はガートル等を使用して送液します。
Dosing catheter for cattle and horse. Insert it from
nostril to apply liquid medicine.

横穴Side hole

先穴
Point hole

コード番号
Code No.

10005000

10008000

型式
Type

中、横穴
Medium/side hole

中、先穴
Medium/point hole

サイズ
Size

φ12.5×1,300mm（内径：φ6.5mm）
φ12.5×1,300mm (Inside：φ6.5mm)

材質
Material

中、先穴
Medium/point hole

天然ゴム
Natural rubber◆動物用一般医療機器

鼓脹症用カテーテル（太 牛用）
Stomach catheter for bovine bloat
牛の第1胃（急性鼓脹症）に使用するカテーテルで、鼻孔内から挿入して使用します。先端形状は横穴（2穴）式です。
Catheter for the treatment of rumen (acute
bloat) of cattle. To be inserted from nostril.
Two side holes in the end of catheter.

横穴Side hole

152

コード番号
Code No.

10010000

サイズ
Size

φ14×2,000mm（内径：φ7mm）
φ14×2,000mm (inside：φ7mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

投薬 ・浣腸用器械

Dosing and irrigation instruments◆動物用一般医療機器

胃カテーテル
Stomach catheter
急性胃拡張 等、胃の内容 物排出や胃洗 浄に使 用します。

For gastric evacuation or lavage due to acutegastric dilatation, etc.
コード番号
Code No.

10012000

サイズ
Size

φ22×2,000mm（内径：φ15mm）
φ22×2,000mm (inside：φ15mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber◆動物用一般医療機器

尿道カテーテル
Urethral catheter
牛、馬の尿閉、尿結石、膀胱洗浄、尿検査の採尿等に使用します。
For bladder stones treatment, bladder washing and urine
collection, etc. for cattle and horse.

横穴
Side hole

コード番号
Code No.

10020000

10021000

サイズ
Size

φ7×900mm（内径：φ4mm）
φ7×900mm (inside：φ4mm)

φ7×1,500mm（内径：φ4mm）
φ7×1,500mm (inside：φ4mm)

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

153投薬 ・浣腸用器械

Dosing and irrigation instruments◆動物用一般医療機器

イルリガートル
Irrigator
リンゲル液、生理食塩水の点滴、洗浄液を大量に送液する場
合、カテーテル等に接続して使用します。
For irrigation of Ringer solution, physiological saline,
etc.
コード番号
Code No.

10035000

10036000

サイズ
Size

樹脂製 2L
Plastic 2L

樹脂製 1L
Plastic 1L

構成
Composition

本体 シリコン管1.5m ピンチコック
Main unit Silicone tube 1.5m Pinch cock

別売部品

別売部品

OptionOption

コード番号
Code No.

10037000

10038000

型式
Type

シリコン管 1.5m
Silicone tube 1.5m

ピンチコック
Pinch cock

樹脂製 2L
Plastic 2L

ピンチコック
Pinch cock
シリコン管 1.5m
Silicon tube 1.5m

イルリガートル台
Irrigator standイルリガートル、輸液バック等を2個吊り下げるために使 用します。伸縮式でキャスターが付属している
ため、移動も簡単です。
Hung two irrigators, or infusion bags, etc.
Casters provided. Height adjustable.

154

コード番号
Code No.

10040000

サイズ
Size

高さ1,200～1,800mm
H：1,200～1,800mm

質量
Weight約4kg
4kg approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

投薬 ・浣腸用器械

Dosing and irrigation instruments◆動物用一般医療機器

ストマックチューブⅡ
Stomach tubeⅡ
子牛への初乳・補液・薬剤等の経口投与が簡単確実にできます。液送管と継ぎ管がワンタッチで接続できるようになり、従来品と比較して使い勝手が向上しました。
For oral intake of fluid feeding and medicine for calf.
Improved efficiency with easy connection of tubes.

コード番号
Code No.

10070000

構成
Composition

薬液バック（液送管付属） 投与管（継ぎ管付属）
チューブコック 接続具
Fluid vessel Fluid tube Dosing tube

サイズ
Size

チューブ：1,650mm（投与管：420mm）
薬液バック：550×210mm（容量：2L）
Tube：1,650mm (Dosing tube：420mm)
Fluid vessel：550×210mm (Capacity：2L)

質量
Weight約220g
220g approx.

別売部品

投与管先端部
End of dosing tube

別売部品

OptionOption

コード番号
Code No.

10070001

10070002

10070003

10070004

型式
Type

薬液バック
Fluid vessel

投与管
Dosing tube

チューブコック
Tube cock

接続具
Connector

材質
Material

塩化ビニール
Vinyl chloride

ポリプロピレンPP

ポリアセタール
Polyacetal

ポリカーボネート
Polycarbonate

接続具
Connector

チューブコック
Tube cock

哺乳瓶

Plastic nursing bottle for calf
ポリエチレン瓶にゴム乳首がついています。子牛の補乳、補液等に使用します。
Rubber nipple provided.
For nursing of calves with milk, etc.
コード番号
Code No.

10050100

構成
Composition

哺乳瓶（容量2L） 乳首
Bottle (Capacity2L) Nipple

サイズ
Size

φ125×350mm（乳首：φ22×90mm）
φ125×350mm (Nipple：φ22×90mm)

質量
Weight190g

材質
Material

容器：ポリエチレン 乳首：天然ゴム
Bottle：Polyethylene Nipple：Natural rubber

別売部品

別売部品

OptionOption

コード番号
Code No.

10050101

型式
Type

哺乳瓶用乳首Nipple

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

哺乳瓶用乳首Nipple155

投薬 ・浣腸用器械

Dosing and irrigation instruments◆動物用一般医療機器

投薬器 子馬用Dosing syringe for colt
水溶性薬物を容易に、口腔内に直接投薬ができるように
金属製ノズルがついています。
Metal nozzle provided for direct dosing of liquidsoluble medicine into mouth.
コード番号
Code No.

10060000

構成
Composition

先端ノズル 専用ポンプ（50mL）
Nozzle Pump

サイズ
Size

160mm（先端ノズル：φ11.5×115mm）
160mm (Nozzle：φ11.5×115mm)

材質
Material

ポンプ：PP ノズル：黄銅、メッキ
Pump：PP Nozzle：Brass, plated

別売部品

156

Option

コード番号
Code No.

10060001

10060002

型式Type

子馬用ポンプPump

子馬用Oリング
O-ring

材質
Material

ポリプロピレン
PP

合成ゴム
Synthetic rubber

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

注射器・注射針
Syringes and injection needles

マイエル注射器（金属製） Metal Syringe･ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 158
動物用注射器（ガラス製） Glass Syringe ････････････････････････････････････････････････････････････････ 158
プレキシシリンジ Plastic Syringe ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 159
ピスター1A Automatic syringe, Pistor 1A ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 159
日生研式連続注射器 Automatic syringe, Nisseiken-Type ････････････････････････････････････････････････ 160
連続注射器 N-Ⅲ型 Automatic syringe, N-Ⅲ type･･･････････････････････････････････････････････････････ 160
シュンター N/シュンター SⅡN Automatic syringe, Shunter N/Shunter SⅡN･･･････････････････････････････ 161
アクアピスターⅢ Automatic syringe for fishery, Aquapister･････････････････････････････････････････････ 161
TSK動物用滅菌済採血コンテナー TSK Blood container with needle･･････････････････････････････････････ 162
動物用注射針 Injection needle for veterinary ･･･････････････････････････････････････････････････････ 163・164
注射針規格表 Needle gauge standard table ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 163
クイッカー Fluid transfer adapter, Quicker･････････････････････････････････････････････････････････････ 165
アダプター Adaptor for syringe and needle････････････････････････････････････････････････････････････ 165

157

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

マイエル注射器（金属製）
Metal Syringe
動物に使用する専用の注射器です。外筒は金属製、内筒（注射液吸引部）はガラス製です。堅牢、使いやすい構造になっています。
Ⅱ型は注射先部を回すだけで、注射針を簡単に固定、脱着できる構造になっています。

Injector exclusive for animal. Outer cylinder is madeof metal, inner cylinder (suction part) is made ofglass. Durable and easy handling.
Type II has a structure for easier fixing of needle bysimply rotating the top part of injector.
*Outer cylinder of Type II is incorporated with needle point, andnot detachable.

※Ⅱ型は、針先（10先）と外筒が一体構造になっていて、分解できません。

1mL

コード番号
Code No.

11001100

11003000

11004000

11005000

容量
Capacity

1mL

5mL

10mL

20mL

目盛
Scale

0.1mL

0.5mL

1mL

2mL

針先
Needle point

5先
5point10先10point

質量
Weight105g

145g

Ⅱ型 10先TypeⅡ 10point
220g

5mL

10mL

265g
20mL

● 各部品は、部品表でご確認ください。
Please contact us for the spare parts list.

◆動物用一般医療機器

動物用注射器（ガラス製）
Glass Syringe
動物用注 射 針の装 着は、針 先・基同 一 規格品のみ 接 続可能
です。

10mL

20mL

50mL

100mL

100mL

コード番号
Code No.

11013001

11017100

11013500

容量
Capacity

10mL

20mL

50mL

100mL

1mL

2mL

目盛
Scale

0.5mL

針先
Needle point
質量
Weight材質
Material

158

Please confirm the needle basis size to connect tothe syringe.

10先 横口10point side outlet
40g

100g

11013400

11021000

50先 横口50point side outlet

10先 横口10point side outle

50先 横口50point side outlet

220g

365g

340g

耐熱・耐薬品ガラス
Borosilicate glass

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

プレキシシリンジ
Plastic Syringe
ポリカーボネート樹脂製で、破損しづらく、煮沸消毒が可能です。
10基、5基注射針の接続が可能です。
Made from polycarbonate plastic.
Durable, can be disinfected by boiling. 2
needle base size included (point 10, point 5).

コード番号
Code No.

11010500

11010600

容量
Capacity

10mL

20mL

目盛
Scale

2mL

5mL

針先
Needle point
質量
Weight10mL

10/5先
10/5point
90g

材質
Material

95g
ポリカーボネート
Polycarbonate

20mL◆動物用一般医療機器

ピスター1A

Automatic syringe, Pistor 1A
薬液瓶と吸引口をシリコンチューブで接続し注射液量を調節した後、レバー操作を繰り返すことで、連続注射（吐出）ができます。
For automatic injection by pulling trigger after connecting the vial with silicon tube andadjusting the injection volume.
コード番号
Code No.

11032800

構成
Composition

本体 シリコン管 吸引針
Main unit Silicon tube
Suction needle

容量
Capacity

1.0mL

目盛
Scale

0.2mL

針先
Needle point

5先
5point質量
Weight160g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

159

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

日生研式連続注射器
Automatic syringe, Nisseiken-Type
鶏用のワクチン接種に使用する金属製注射器です。
薬液瓶と吸引口をシリコンチューブで接続し注射液量を調節した後、レバー操作を繰り返すことで連続注
射（吐出）ができます。
Metal syringe for poultry vaccination.
For automatic injection by pulling trigger after connecting the vial with silicon tube andadjusting the injection volume.
コード番号
Code No.

11031000

容量
Capacity

0.3mL

目盛
Scale

0.02mL針先
Needle point

5先
5point質量
Weight135g◆動物用一般医療機器

連続注射器 N-Ⅲ型
Automatic syringe, N-Ⅲ type
針先より薬液を吸引し注射液量ダイヤルを回転して調整した後、レバー操作を繰り返すことで連続注射（吐出）ができます。
Suction liquid medicine from the needlepoint and adjust
injection volume by dial rotation. Automatic injection bypulling the trigger.
コード番号
Code No.

1106010011060200

容量
Capacity

10mL

30mL

目盛
Scale

0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL

1.0/2.0/3.0/4.0/5.0mL

針先Needle point
質量
Weight

160

10mL

10先
10point
430g

480g

30mL

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

シュンター N/シュンター SⅡN
Automatic syringe, Shunter N/Shunter SⅡN
薬液瓶を瓶ホルダーに装着して、注射薬液量を調整した後、レバー操作を繰り返すことで、連続注射（吐出）ができます。
Mount the vial to the holder, adjust the injection volume,then it is ready for automatic injection.

シュンターN
Shunter N

コード番号
Code No.

11045000

11046000

型式
Type

シュンターN
Shunter N

シュンターSⅡN
Shunter SⅡN

容量Capacity

1mL

2mL

目盛
Scale

0.2mL

0.5mL

針先
Needle point

10先
10point

10先※TypeS 10point *薬液バイアルDrugbottle

30mL

100mL

質量
Weight

340g

420g

シュンターSⅡN
Shunter SⅡN※SⅡN型は針先とバレルカバーが一体構造になっています。
*Shunter SⅡN has a needle tip and barrel cover that are integrated.

◆動物用一般医療機器

アクアピスターⅢ
Automatic syringe for fishery, Aquapister
水産用ワクチン接種の注射器として使用します。薬液瓶と吸引口をシリコンチューブで接続して注射液量を調整すれば、連続して定量を注射できます。
腹腔内接種用（i.p）と筋肉内接種用（i.m）の2種類があります。
Vaccination syringe for fishery.
Connect the vial by silicon tube and adjust the injection
volume. Then it works as an automatic syringe. Two types
available, for intraperitoneal vaccination (i.p) and intramuscular vaccination (i.m).

コード番号
Code No.

11038100

11038200

型式
Type

i.p 腹腔内接種用
intraperitoneal (i.p)

i.m 筋肉内接種用
intramuscular (i.m)

容量
Capacity

0.2mL

目盛
Scale

0.02mL針先
Needle point

5先
5point質量
Weight135g

i.p 腹腔内接種用
intraperitoneal (i.p)

i.m 筋肉内接種用
intramuscular (i.m)

140g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

161

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

TSK動物用滅菌済採血コンテナー
TSK Blood container with needle
馬、牛、豚の採血に使用します。
注射針と注射筒が、滅菌袋にセットされているので衛生的に使用できます。採血後は、付属のゴム栓をして遠心分離機にかけることができます。
For blood sampling from horse, cow and pig.
Needle and syringe provided in sterilizationbag. After blood sampling, put the enclosed
rubber cap for centrifugation.
コード番号
Code No.

11150000

11151000

型式
Type

7cm採血針付
7cm with blood sampling needle

10cm採血針付10cm with blood sampling needle

入数
Contents

150本
150pcs

容量
Capacity

10mL

採血針
Blood needle

162

φ1.1×70mm

φ1.1×100mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

動物用注射針Injection needle for veterinary
動物用金属基、樹脂基注射針です。使用目的に合わせた規格をそろえています。注射器との接続は針先と針基が同一規格に対応しています。
（1基＝1先、5基＝5先、10基=10先）

コード番号
Code No.
11102100
11102200
11102300

品名
Model

Injection needle for veterinary with metal or plastic needle base. For needle basis size is 1, 5 or 10.

型式
Type

サイズ（外径×長さ）
Size φ×Length

ゲージ
Gauge

1.0×7mm単位
Unit

0.7×11mm

0.5/0.8×13mm

1.0×7mm

動物用注射針5基針
Needle, base 5

1.0×10mm

19

1.0×12mm

11102400

動物用注射針炭疽針
Anthrax
intradermal needle

0.7×11mm11102500

動物用注射針
二段針5基針Double needle,
base 5

0.5/0.8×13mm

11122600

動物用注射針樹脂基針
滅菌済 TB用 1基
TB needle withplastic base, base 1

TB用
for TB

11122800

動物用注射針樹脂基針
滅菌済 TB用 5基
TB needle withplastic base 5

TB用
for TB

11122900

動物用注射針樹脂基針Needle withplastic base 5

鶏用
for poultry

11119000

動物用注射針5基針
Needle, base 5

日生研
forNisseiken

5

22

1ダース
1dozen25/21

0.5×4mm

0.5×4mm25
1グロス
1gross5

0.7×12mm

22
0.7×20mm
2.2×40mm

極太
extra thick11103000

0.7×12mm

111102900

2.2×40mm 1.8×25mm 1.8×17mm

1.8×40mm

11103100

1.8×27mm

11103200

1.8×25mm
極太短extra thickshort

11103500
11103600

針基
Needlebase

動物用注射針10基針
Needle, base 1011104000

15

1.8×20mm

1ダース
1dozen1.8×17mm
太
thick

10

1.6×40mm11104300

1.6×25mm
太短
thick short

11104500

16

1.6×20mm11104600

1.6×15mm

11104700

1.5×25mm

11105500

1.4×20mm

1.6×40mm

17

1.6×20mm※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

注射針規格表（外径 Outer diameter）
Needle gauge standard table
径

φmm

ゲージ

No.

0.51

0.55

0.63

0.71

0.81

0.88

1.06

1.26

1.48

1.61

1.81

2.11

2.41

2.76

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

163

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles◆動物用一般医療機器

動物用注射針Injection needle for veterinary
動物用金属基、樹脂基注射針です。使用目的に合わせた規格をそろえています。注射器との接続は針先と針基が同一規格に対応しています。
（1基＝1

Injection needle for veterinary with metalor plastic needle base. For needle basis
size 1, 5 or 10.

先、5基＝5先、10基=10先）

コード番号
Code No.

品名
Model

11106000
1110610011106300

型式Type

サイズ（外径×長さ）
Size φ×Length細thin

1.2×40mm

動物用注射針10基針
Needle, base 10

針基
Needle
base

ゲージ
Gauge

18

1.2×15mm
1.0×12mm

11106400太
thick

1.8×30mm

15

細
thin

1.6×30mm

16

子豚針
Piglet needleA

1.2×25mm

18C

1.0×15mm

19

太
thick

1.2×20mm

18

細
thin

1.0×20mm

19

太
thick

1.6×75mm

16

細
thin

1.2×75mm

11125000太
thick

2.2×50mm11126000

細thin

1.8×50mm

ルンバル針
runbalneedle1.2×100mm

11131500

ルンバル針 太runbalneedle1.2×120mm

11134500

中豚用 中短for pig
mid short

1.6×20mm

11111000
11112100
11112300
11115000
11116000
11123000
11124000

11131000

11132000
11133000

動物用注射針狂犬針
Rabid dogs needle

動物用注射針筋肉針Intramusclar
injection needle

採血針
Blood collectionneedleセーフティ針Safety needle

仔豚用 細for piglet
thin

11134000
11160000
11161000
11162000
11163000
11164000

成豚用 太
for pig thick

水産用注射針for Fisheres needle

1.2×15mm

1.2×25mm

2.2×50mm

1.8×30mm

19

1.0×10mm
動物用注射針豚針Veterinary
injectionneedle for swine

11110000

単位
Unit

10

1ダース
1dozen

18

15

18

16
0.4×3mm

1.8×30mm

15

1.8×38mm
1.2×20mm

18

0.4×3mm27

0.5×4mm
0.5×5mm
0.7×6mm
0.7×7mm

5

25

10入
10pcs

0.5×4mm

22

0.5×5mm※写真は原寸大です。
*Photo at actual size

164

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

注射器 ・ 注射針

Syringes and injection needles

クイッカー

Fluid transfer adapter, Quicker
両側に針がついていて凍結乾燥製剤の溶解時に使用します。
金属製なので滅菌ができます。
The adapter with needles both side to be used for
dissolving the freeze-dried vaccine. Autoclavable.
コード番号
Code No.

11135000

型式
Type

金属製
Metal

サイズ
Size

φ23×35mm (針長：12.0〜12.5mm)
φ23×35mm (Needle length：12.0〜12.5mm)

質量
Weight45g

アダプター

Adaptor for syringe and needle
各種注射器の針先変換アダプターとして使用できます。

10基 10先 普通
10base 10point

Adaptor to connect the syringe with diﬀerent size ofneedle basis.

10基 10先 ロック
Luer lock 10base 10point

50基 10先
Luer lock 50base 10point

販売中止
10基 5先 普通
10base 5point

10基 5先 ロック
luer lock 10base 5point

5基 10先 ロック
Luer lock 5base 10point

コード番号
Code No.

11138000

11139000

11140000

11140100

11140200

11140400

型式
Type

10基 10先 普通
10base 10point

10基 10先 ロック
Luer lock10base 10point

50基 10先
Luer lock50base 10point

10基 5先 普通
10base 5point

10基 5先 ロック
Luer lock10base 5point

5基 10先 ロック
Luer lock5base 10point

針基
Base

10基 普通10point

10基 ロック
10point

50基 ロック
50point

10基 ロック
10point

5基 ロック
5point

5

10

針先
Point
材質
Material

10
黄銅、メッキBrass, plated● コード番号11140100につきましては、在庫品のみの販売です。

販売
10基 普通10point
中止
5
黄銅、メッキBrass, plated

黄銅、メッキBrass, plated

Code No11140100 While the stock lasts.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

165

166

測定・登録機器

Measuring and identification instruments

牛体測定器/骨盤計 Stable gauge/Pelvismeter for cattle ･･･････････････････････････････････････････････ 168
テープメジャー Tape measure･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 169
体重推定尺 Weighing tape for cattle････････････････････････････････････････････････････････････････････ 169
KM式黒毛和種子牛体重推定尺 Weighing tape for calf of Japanese Black, KM type･･････････････････････ 170
WOW！2 歩行通過型計量機 WOW!2 Indicator for walk through type weighing unit･･････････････････････ 171
ツルーテスト Weighing scale, Tru-Test ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 172
計量台（ツルーテスト用） Weighing platform for Tru-Test･････････････････････････････････････････････････ 173
個体識別体重計測システム Cattle identification & weighing system･･････････････････････････････････････ 174
超音波家畜生体肉質測定装置 Ultrasound apparatus for meat quality measurement ･･････････････････････ 175
デジタル豚背脂肪厚計 Digital backfat meter for pig･････････････････････････････････････････････････････ 176

167

測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

牛体測定器/骨盤計

Stable gauge/Pelvismeter for cattle
牛の体測（体高、体長・胸幅・臗幅、尻長等）に使用します。
For measurement of cattle body（Height, body length, width, etc.）.

牛体測定器ホル協式
Stable gauge for cattle
和牛用牛体測定器Ⅱ
Stable gaugeⅡ for wagyu

和牛用骨盤計Pelvismeter for wagyu

コード番号
Code No.

12002000

12004200

12005000

型式
Type

牛体測定器ホル協式
Stable gauge for cattle

和牛用牛体測定器Ⅱ
Stable gaugeⅡ for wagyu

和牛用骨盤計Pelvismeter for wagyu

構成Composition

測定棒（3本継ぎ） 固定定規
移動定規 収納ケース
Measuring rod (3pieces)Moving ruler Fixed ruler
Storage case

長尺（引出式） Tカーソル定規
移動カーソル 収納ケース
Measuring rod T-shape cursor ruler
Moving cursor Storage case

本体 収納ケース
Main body Storage case

サイズ（収納ケース）
Enclosed size

760mm

1,200mm

710mm

計測長
Measurable length

2,000mm

900mm

質量
Weight2.4kg

2kg

1.57kg仕様

日本ホルスタイン 登録協会制定品

全国和牛登録協会 制定品

全国和牛登録協会 制定品● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

168

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

測定・ 登録機器

Measuring and identiﬁcation instruments

テープメジャー
Tape measure

大 、中 動物の体側（胸囲、管囲等）に使用します。
For measuring abdomen of large and medium size animal.
コード番号
Code No.

12036000計測長Measurable length

3,000mm

質量
Weight

40g

販売
中止

販売
中止

体重推定尺

Weighing tape for cattle
牛衡機がないところでも、容易に体重推測ができます。
乳牛用Aは胸囲を計測し、和牛用Aは胸囲、管囲、斜体長を計測して推定体重を算出します。
Easy to estimate the weight of animals, without
weighing machine.
Calculate each weight from the chest measurement for Dairy A , from the chest, surrounding,and diagonal length for Wagyu A .

乳牛用A
for Dairy cow A

和牛用A
for Wagyu A

コード番号
Code No.

12007000

12009000

型式
Type

乳牛用A
for Dairy cow A

和牛用A
for Wagyu A

用途（推定体重）Purpose(Estimated weight)

ホルスタイン雌（43〜1,056kg）
Holstein female (43〜1,056kg)

肥育牛（雌：43〜989kg 雄：43〜1,024kg）
Fattening cattle(Female：43〜989kg Bull：43〜1,024kg)

計測長Measurable length
質量
Weight0〜2,700mm
90g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

169測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

KM式黒毛和種子牛体重推定尺Weighing tape for calf of Japanese Black, KM type
子牛の胸囲を測定して体重推定に使用します。黒毛和種の雌雄を問わず測定できます。
For estimation of the calf weight from the chest
measurement.
For both male and female.

170

コード番号
Code No.

12008000

用途（推定体重）Purpose生後～10ヶ月程度の子牛（35～328kg）
Up to 10months calf (35～328kg)

計測長Measurable length

0～1,600mm

質量
Weight80g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

WOW！2 歩行通過型計量機

WOW!2 Indicator for walk through type weighing unit
WOW!2は酪農大国ニュージーランドにて設計、製造された「歩行通過型計量機」です。計量台に牛を歩行通過させること
で、体重を計測することができます。
ロードバーは完全防水で、厳しい作業環境にも対応できます。
インジケーターにメモリー機能があり、30,000データ記録できます。その他多彩な機能（平均、個体管理、合計、最小、最大など）があります。

インジケーター

ロードバー

計量台

コード番号

ロードバー（12027200）/インジケーター（12029002）/計量台（12029003）

型式

牛用

構成

ロードバー×2

サイズ

ロードバー：全長600mm

質量

ロードバー：約12.4kg

バッテリー

最大15時間

温度範囲

操作時：－10～40℃

測定精度

±3%

インジケーター

計量台

インジケーター：205×220×74mm

インジケーター：約1.1kg

計量台：2,500×780×900mm

計量台：約150kg

保管時：－20～35℃● 受注生産品です。納期ご確認ください。

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

171測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

ツルーテストWeighing scale, Tru-Test
S3インジケーターは操作が簡単です。ロードバーを接続して電源を入れるだけで、体重が3秒以内に表示されます。オートゼロ機能つきです。大型で見やすいディスプレイそのままで本体は約半分の大きさになり、持ち運びに便利です。防水防塵処理で過酷な環境に最適です。
イージーウェイ7iインジケーターは内部に100メモリーと15,000個の記録ができます。USBケーブルでPCと通信でき、記録された測定データから
測定数・平均値・合計・最小値の統計データを確認することができます。
S3 indicator is simple to use, easy to read and accurate. Connect with load bar and turn on the power. Then possible toweigh within 3 seconds. Fully portable weigh scale indicator.
Auto-zero function provided. Rugged IP67 enclosure to withstand the toughest environments
EZweigh 7i indicator stores up to 100 weighing sessions and15,000 records. Connectable to the PC by USB cable to confirm statistical data such as average, total, minimum value
from the recorded data.

コード番号
Code No.

12021000

12021100

12021200

型式
Type

S3‐600 子牛/豚用for calf/pig

S3‐800 牛/馬用for cattle/horse

S3-1010N 牛用
for cattle

構成
Composition

S3インジケーター ロードバー×2
A set of indicator and load bar (2pcs)

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H）

615×75×93mm

最大秤量
Max Weighing

2,000kg

815×75×93mm

Easy way 7i set is also available.

Indicator

ロードバー1010 HD5T
Loadbar1010

コード番号
Code No.

12021001

12028701

型式
Type

S3インジケーター
S3 indicator

イージーウェイ7i インジケーター
Ez-Weigh7i indicator

構成
Composition

本体 ブラケット USBケーブル
Main unit Bracket USB cable
177×50×128mm

電源
Power source
質量
Weight204×73×241mm

AC100V/ACアダプター（充電式）
AC100V/AC Adapter (Rechargeable)
0.55kgロードバー（単位 1本）

172

1,040×75×97mm

0.5kg● イージーウェイ7i のセット構成もあります。

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.）

イージーウェイ7i インジケーター
Ez-Weigh7i indicator

3,000kg

最小表示
Min indication

インジケーター

S3インジケーター
S3 indicator

ロードバー800
Loadbar 800

1.6kg

Loadbar

コード番号
Code No.

12027200

12027300

12027800

型式
Type

ロードバー600
Load bar 600

ロードバー800
Load bar 800

ロードバー1010 HD5T
Load bar1010

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H）

615×75×93mm

815×75×93mm

1,040×75×97mm

質量
Weight

6.2kg

7.6kg

17.7kgロードバー600
Loadbar 600

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

計量台（ツルーテスト用）
Weighing platform for Tru-Test

ツルーテスト（P.172）に使用する計量台です。子牛/豚用、牛/馬用、牛用があります。
S3-800（牛/馬用）は特注対応です。その他特殊サイズも承ります。

A weighting platform for Tru-test. S3-800 (for cattle/
horse) is custom made.
Other special sizes are also available.

S3-600用
for S3‐600

S3-1010N用
for S3-1010※車輪はオプションです。
*Wheels are optional

コード番号
Code No.

12033060※特注

12033010

型式
Type

S3-600用
for S3‐600

S3-800用
for S3-800

S3-1010N用
for S3-1010

仕様
Spec.

子牛/豚用
for calf/pig

牛/馬用
for cattle/Horse

牛用
for cattle

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H）

650×1,450×900mm

ー

1,100×2,000×800mm

質量（車輪付き）
Weight（with wheels）

73.5kg (75kg)

ー

123.5kg (125kg)● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

173測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

個体識別体重計測システム
Cattle identification & weighing system

牛に装着した個体識別標識をアンテナで読取り、牛の体重デー
タを管理するシステムです。専用の解析ソフトで各個体の体重増減を日々確認できます。さらにアラート設定することで設定
時間内に個体識別標識が読取れていない牛の個体情報を通知
し、牛の体調不良を早期発見することに役立ちます。
※設置場所は1頭分隔離ができる場所に限定されます。

コード番号
Code No.

ー

構成
Composition

体重計測インターフェース装置 個体識別アンテナ装置 体重計測装置（TRU-TESTイージーウェイ） 電子耳標データ登録用ハンドリーダー 赤外線センサー 個体識別体重管理用専用解析ソフト
Weight measurement interface device Individual identification antenna device
Weight measuring device (TRU-TEST Ez-Weigh) Electronic ear tags Hand reader for data registration
Infrared sensor Dedicated analysis software

電源
Power source

AC100V

50/60Hz● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

174

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments◆動物用一般医療機器

超音波家畜生体肉質測定装置
Ultrasound apparatus for meat quality measurement
超音波を用いて家畜生体内の形状、性状を可視化できます。肉
質測定プローブ（別売）を使用することで飼育牛ではロース芯面積の測定、サシの判定。繁殖雌牛では背脂肪等各部位の厚さ測定に使用します。また豚ではロース芯面積の測定、皮下脂肪厚測定に使用します。
HS-2200Vはフルデジタルシステム、12.1型カラー液晶モニタ
ーを採用しており、鮮明でクリアーな画像が得られます。
HS-1600Vはコンパクトボディにバッテリー駆動のため、持ち運びを容易にし、電源のない場所でも測定ができます。

Visualize the properties of livestock meat in vivo byultrasonund apparatus.
In combination with the exclusive probes, rib-eye
area and murbling can be evaluated for fattening
cow. Backfat measurement for female cow. rib-eye
area and subcutaneous fat thickness measurement
for pig.
The HS-2200V is a full-digital device with 12.1-inchcolor LCD monitor to get clear images.
The HS-1600V is a portable device, incorporates withbattery.

超音波家畜生体肉質測定装置 本体
Ultrasound apparatus for meat quality measurement Main part
コード番号
Code No.

12070300

16502000

型式
Type

HS-2200V

HS-1600V

構成
Composition

本体、電源コード
プローブホルダー
Main part Power code
Probe holder

本体 ACアダプター 充電器
バッテリーパック
ショルダーベルト エコーゼリー
Main unit AC adapter
Charger Battery packShoulder strap Jelly

モニター
Monitor12.1型カラー液晶
12.1-inch color

8.4型カラー液晶
8.4-inch color

走査方式
Scanning sistem

リニア/コンベックス走査
Linear/Convex scanning

表示モード
Display mode

B、 B/B、 B/Z、 B/M、 M

レンジ
Range

20～240mm（10mmステップ可変）
20～240mm (10mm step variable)

フォーカス方式
Focus system

送信/4段フォーカス 受信/ダイナミックフォーカスTransmitter 4 stage Recever Dynamic

画像記録
Image store

100画像
100images

表示機能
Display
計測機能
FunctionID

HS-1600V

別売部品

Option

ID 日付 時間 プローブタイプ 方向 レンジ
Date Time Probe type Image direction Range

距離 周囲長 面積 体積 ヒストグラム
Distance Area Perimeter volume Tendon% Histogram
Gestational age Speed LV measurement

インターフェース
Interface

ビデオ出力×2 USBポート
Output×2 Input×1

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.）

335×200×380mm（キーボード閉時）
335×500×380mm（キーボード開時）
335×200×380mm(keyboard closed）
335×500×380mm(keyboard opened）

電源
Power source
質量
Weight

HS-2200V

肉質測定用プローブ
Meat quality probe
220×69×308mm

AC100V
約11kg
11kg approx.

肉質測定用プローブ
Meat quality probe

DVI出力 USBポート
DVI output USB terminal

コード番号
Code No.

12071100

12072000

型式
Type

HLV-4212M

HLV-7212M

50/60Hz

周波数
Frequency

約3kg
3kg approx.

視野幅
Width

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

3.0/2.0/1.5MHz
120mm

175

測定・ 登録機器

Measuring and identification instruments

デジタル豚背脂肪厚計
Digital backfat meter for pig

豚のボディコンディションを把握するための背脂肪厚を測定す
ることに使用します。測定データを999データまで本体に保存できるため、台帳等に記載する手間が省けます。
6時間の充電時間で30時間駆動できます。

コード番号
Code No.

12066000

型式
Type

DBI-1188

構成
Composition

本体 先端プローブ 専用ケーブル 充電ケーブル キャリブレーション用テスター アームベルト
Main unit Probe Connecting cable Charging cable Calibration tester Arm belt

測定範囲
Measuring range

4～45mmサイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

本体：80×50×20mm ケーブル：1,000mm
Main part：80×50×20mm Cable：1,000mm

質量
Weight

70g

別売部品

176

Measure the backfat thickness to understand the
body condition of pigs.
Recordable up to 999 data in main unit.
30 hours drive with 6 hours battery charging.

Option

コード番号
Code No.

12066001

12066002

12066003

12066004

12066005

型式Type

先端プローブ
Probe

専用ケーブルConnecting cable

アームベルトArm belt

充電ケーブルCharging cable

キャリブレーション用テスター
Calibration tester

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

耳標・標識Eartags

オーエスキー耳標 Aujeszky's disease ear tag･･･････････････････････････････････････････････････････････ 178
カラータッグ/タッグパンチ Color tag････････････････････････････････････････････････････････････････････ 178
PAタッグⅡ/装着パンチ PA tag Ⅱ/Tag applicator････････････････････････････････････････････････････････ 179
オージータッグ/装着パンチ Aussie tag/Tag applicator･･･････････････････････････････････････････････････ 179
耳刻器 Ear notcher････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 180

177耳標 ・ 標識

Eartags

オーエスキー耳標Aujeszky's disease ear tag

オーエスキー病のワクチン接種豚を識別するために装着します。
For recognition of vaccinated pigs for Aujeszky's disease.
コード番号
Code No.

13021000

13022000

色
Color

緑
Green

黄
Yellow

サイズ
Size

φ22×21mm● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

カラータッグ/タッグパンチ
Color tag

小型軽量の樹脂製の標識です。中小動物の個体識別に使用します。専用のパンチで装着します。
Plastic compact and light weight tag for middle and small size animal. Applied with an
exclusive applicator.

販売中止

カラータッグColor Tag

装着パンチ

Applicator

コード番号
Code No.

12801000

コード番号
Code No.

12043000

型式Type

丸型 豚/牛用
rounded for pig/cattle

型式
Type

タッグパンチApplicator
販売

色
Color

赤 茶 青
Red Blown Blue

サイズ
Size

240mm

サイズ
Size

φ22mm

質量
Weight480g● 在庫品のみの販売です。

178

中止

While the stock lasts.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

耳標 ・ 標識

Eartags

PAタッグⅡ/装着パンチ
PA tag Ⅱ/Tag applicator（社）日本養豚協会指定品。豚の登録、証明用として使用します。

Designated tag by Japan pork producers association.
To be used for registration or certiﬁcation of pigs.

オージータッグタッガーⅡ
Aussie tag tagger Ⅱ

PAタッグⅡ
PA tag Ⅱ

PAタッグⅡ

装着パンチ(オージータッグタッガーⅡ)
Applicator(Aussie tag tagger Ⅱ)

PA tag Ⅱ

コード番号
Code No.

12800600

12800700

12800800

12800400

型式
Type

登録用
FMセット 白For egistration
FMset White

登録用
FMセット 緑For egistration
FMset Green

登録用
FMセット 赤For registration
FMset Red

登録用
FMセット 青For registration
FMset Blue

● 印字は各種あります。お問い合わせください。
There are various types of printing. Please contact us.

コード番号
Code No.

12090300

サイズ
Size

約250mm
250mm approx.

質量
Weight375g

材質
Material

アルミニウム製
Aluminum

オージータッグ/装着パンチ
Aussie tag/Tag applicator

家畜の大きさによって使い分けができるように大きさが3種類あり、各4色あります（注文時に色を選択してください）。印字は熱箔押しで、汚れても個体識別が容易にできます。
専用のアプリケーター（オージータッグタッガーⅡ）で装着します。

3 diﬀerent size available according to animal size.
Numbers are printed with thermal foil, and easy torecognize even if the tag is getting dirt.
Applied with an exclusive applicator.

販売
中止
LM1

コード番号
Code No.

型式
Type

23875000

LM1
LM123877300

F1＋LM1 無番
F1＋LM1 Without number

23877400

F1＋LM1 有番
F1＋LM1 With number

23881200

F2＋LM1 無番
F2＋LM1 Without number

23881300

F2＋LM1 有番
F2＋LM1 With number

23881600
23881700

F2

入数
Contents

F3

色
Color

無番
Without number

販売
中止

50個
50pcs

白 黄 橙 緑White Yellow
Orange Green

装着パンチ(オージータッグタッガーⅡ)
Applicator(Aussie tag tagger Ⅱ)
コード番号
Code No.

12090300

サイズ
Size

約250mm
250mm approx.

F3＋LM1 無番
F3＋LM1 Without number

質量
Weight375g

F3＋LM1 有番
F3＋LM1 With number

材質
Material

アルミニウム製
Aluminum

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

179耳標 ・ 標識

Eartags

耳刻器
Ear notcher

豚を識別するために目的にあわせ耳部位に耳切をする器具です。
ストン型中は調整機能があるため、深さの調整ができます。
Easy to use to notch the pig ear for identification.
Stone M type has an adjustment function, the depth canbe adjusted.

ストン型 中 U字Stone type M, U

ストン型 中 V字
Stone type M, V

ストン型 小 V字
Stone type S, V
ストン型 中 U字Stone type M, U

ストン型 中 V字
Stone type M, V

ストン型 小 V字
Stone type S, V

切り口図
Cut ends

180

コード番号
Code No.

23060000

23061000

23062000

型式
Type

ストン型 中 U字Stone M, U-shape

ストン型 中 V字
Stone M, V-shape

ストン型 小 V字
Stone S, V-shape

サイズ
Size

190mm

130mm

質量
Weight200g

95g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

FHK除菌革命生成装置 FHK water generator with bactericidal effect････････････････････････････････････ 182
FHK除菌革命 FHK sterilization revolution･･････････････････････････････････････････････････････････････ 182
FHK除菌革命用噴霧器 Atomizer for FHK sterilization revolution･････････････････････････････････････････ 183
オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700 Autoclave･･････････････････････････ 184・185
ショーレックス滅菌袋 Disposable disinfection bags for EOG sterilizer･･･････････････････････････････････ 186
煮沸消毒器 携帯用 Portable boiling sterilizer･ ･･････････････････････････････････････････････････････････ 187
消毒貯槽（丸カスト） Dressing drum････････････････････････････････････････････････････････････････････ 187
消毒盤 Sterilizing tray･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 188
消毒盤台 Sterilizing tray cart･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 188
指頭消毒器 Finger sterilizing antiseptic cotton case････････････････････････････････････････････････････ 189
手洗鉢台/手洗鉢 Washing basin stand/Washing basin･････････････････････････････････････････････････ 189

181

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

FHK除菌革命生成装置

FHK water generator with bactericidal effect「FHK除菌革命」を生成する装置です。次亜塩素酸ナトリウムに二酸化炭素と水を含有させることで弱酸性にpHコントロールされた除菌水の生成ができます。
電源不要なので、電源が確保できない場所にも設置ができます。

コード番号
Code No.

07100500

型式
Type

NFF-100

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

300×155×430mm

除菌水供給流量
Supply flow rate

6.5L/分
6.5L/min

設定塩素濃度Chlorine concentration

0～400ppm

質量
Weight10.2kg

材質
Material

筐体：ステンレス
Case：SUS● 受注生産品です。納期ご確認ください。 Made-to-order. Please ask us for delivery date.
● 炭酸ガス及びレギュレーターは別途ご用意ください。 Please prepare carbon dioxide and regulator separately.

別売部品

Option

コード番号
Code No.

07100501

07100502

07100503

型式
Type

専用レギュレーター
Dedicated regulator

専用原液
Undiluted solution

ガスボンベスタンド5kg用
Gas cylinder stand for 5kg

FHK除菌革命FHK sterilization revolution
次亜塩素酸ナトリウムに二酸化炭素と水を含有させることで弱酸性にpHコントロールされた除菌水です。使いやすいスプレータイプと大量に使用する場合のテナータイプの2タイプがあります。

コード番号
Code No.

07100800

型式
Type

スプレーボトル（2本入）Spray bottle (2pcs)

容量Capacity

300mL×2

塩素濃度
Chlorine
concentration

07100101

テナー
Box
10L

スプレーボトル
Spray bottle

20L

100ppm● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

18207100102

テナー
Box

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

FHK除菌革命用噴霧器
Atomizer for FHK sterilization revolution

FHK除菌革命等の弱酸性次亜塩素酸除菌水を超音波振動子でミスト状にして空間へ放出します。各部品は耐塩素仕様のため耐久性に問題はありません。
対象とする空間により2種類の規格から選ぶことができます。

MX-200AG-500S

コード番号
Code No.

07100600

07100206

型式
Type

MX-200AG-500S

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

215×175×327mm

470×2410×330mm

霧化量
Atomization amount

約300mL/時
300mL/h approx.

約4,200mL/時
4,200mL/h approx.

適用床面積Applicable floor area

～約22m 2～22m 2 approx.

～約300m 2～300m 2 approx.

給水方式
Water supply system

タンク式（約4,000mL）
Tank type (4,000mL approx.)

外部タンク式（自動水位調整）
External tank type (automatic water level adjustment)

質量
Weight約2kg（満水時約6kg）
2kg approx. (6kg when full)12kg● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

別売部品

Option

コード番号
Code No.

ー

型式
Type

AG-500S用タンクキット
Tank kit for AG-500S

構成
Conposition

20Lタンク 接続ホース
20L tank Connection hose

07100201

07100202

07100203

AG-500S用延長ダクト
Extension duct for AG-500S
0.5m

1ｍ

1.5ｍ

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

183

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments◆人体用管理医療機器（メディカル用は特定保守管理医療機器）

オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700
Autoclave

高 圧 蒸 気 を 用 いて 器 具 な ど を 短 時 間 で 滅 菌しま す。滅 菌
モ ードプ ログラム が 内 蔵 されている（ E Sシリーズ は 3コー
ス、LSX・LBSシリーズは5コース）ため最適な滅菌コースを選択できます。滅菌中は動作状態を操作パネルでリアルタイムに確認できます。
空たきを防止するため滅菌用水の微小電解質を通して水位を検出する安全装置を備えています。また缶体内温度が設定温
度+5℃以上になった場合や圧力が過圧状態となった場合はすべての機能が停止し、同時にエラー表示するため安心して使用
できます。

184

High pressure steam sterilizer for surgical tools etc.
Sterilization programs installed. (3 in ES series, 5 in
LSX/LBS series). Realtime operating conditions can bechecked on the display.
A safety device is equipped to detect the water levelto prevent empty heating.
All functions will be stopped and the error message
appears on display if the chamber temperaure increases more than 5℃ from the setting temp or the
inner pressure exceeds the setting.

ES-315 メディカル用
ES-315, Medical

ES-215 メディカル用
ES-215, Medical

LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab

LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

コード番号
Code No.

14100100

14100200

14100300

14100400

型式
Type

ES-315 メディカル用
ES-315, Medical

ES-215 メディカル用
ES-215, Medical

LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab

LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab

構成
Composition

本体 ステンレスカゴ×2
Main unit
SUS backet ×2

本体 ステンレスカゴ×1
Main unit
SUS backet ×1

本体 ステンレスカゴ×2
Main unit
SUS backet ×2

本体 ステンレスカゴ×1
Main unit
SUS backet ×1

容量Capacity

53L

22L

53L

22L

490×560×1,090mm
400×460×920mm
490×560×1,090mm
400×460×920mm
サイズ（W.D.H.）（内寸：φ312×635mm） （内寸：φ236×450mm） （内寸：φ312×635mm） （内寸：φ236×450mm)
Size of main unit（W.D.H.） 490×560×1,090mm
400×460×920mm
490×560×1,090mm
400×460×920mm(Cylinder：φ312×635mm) (Cylinder：φ236×450mm) (Cylinder：φ312×635mm) (Cylinder：φ236×450mm)
滅菌温度範囲Temperature range

105～132℃

105～123℃

105～132℃

105～123℃

最高使用圧力Max. applicable pressure

216kPa147kPa216kPa147kPa

電源
Power source

AC100V 50/60Hz 20A

AC100V 50/60Hz 15A

AC100V 50/60Hz 20A

AC100V 50/60Hz 15A

質量Weight

80kg

50kg

80kg

50kg

医療機器承認番号
Medical device approval
number

22200BZX00312000 ※

22200BZX00310000 ※コード番号
Code No.

34900101

34900902

34900703

型式
Type

LSX-700
LSX-700

LSX-500
LSX-500

LSX-300
LSX-300

構成
Composition
容量
Capacity

ラボ用
for labラボ用
for labラボ用
for lab本体 ステンレスカゴ×1
Main unit
SUSs
backet×1

本体 ステンレスカゴ×2
Main unit SUS backet×2
79L

ー

58L

44L

470×528×1,003mm
410×477×970mm
410×477×970mm
サイズ（W.D.H.）（内寸：φ360×675mm） （内寸：φ236×638mm） （内寸：φ315×458mm）
Size of main unit（W.D.H.） 470×528×1,003mm
410×477×970mm
410×477×970mm(Cylinder：φ360×675mm) (Cylinder：φ236×638mm) (Cylinder：φ315×458mm)
滅菌温度範囲Temperature range

105～135℃

最高使用圧力Max. applicable pressure

250kPa

電源
Power source

AC200V 50/60Hz 15A

AC100V 50/60Hz 20A

AC200V 50/60Hz 15A

質量Weight

72kg

60kg

50kg

医療機器承認番号
Medical device approval
number

263kPaー● メディカル用…医療機器 ラボ用…理化学機器
for Medical…Medical equipment for Labo…Laboratory equipment※ 特定保守管理医療機器に該当するオートクレーブを販売するためには、薬機法に基づく「高度管理医療機器等販売業」の許可が必要です。

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

185

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

ショーレックス滅菌袋

Disposable disinfection bags for EOG sterilizer
EOガス滅 菌 時に滅 菌 物を入れる専用の滅 菌 袋です。袋形状とロール巻き形状の2種類があります。ロール巻きは必要な長さに切って使用します。
紙製滅菌バッグの外包装用として使用すると、滅菌効果が促進できます。
Disinfection bag, exclusive for EOG sterilizer.
2 types available, bag type and roll. Cut theroll to use according to the necessary size fordisinfection.

ショーレックス滅菌袋

Sholex

コード番号
Code No.

14066100

14066200

14066300

14066400

14066500

型式
Type

1号
No.1

3号
No.3

4号
No.4

5号
No.5

6号
No.6

入数
Contents

500枚
500Sheets

サイズ（W.L.）
Size（W.L.）

7.5×28cm

ショーレックスロール巻き

300枚
300Sheets
15×30cm

200枚
200Sheets

20×30cm

30×40cm

40×60cm

Sholex roll

コード番号
Code No.

14067100

14067200

14067400

14067500

14067600

型式
Type

ロール巻1
Roll No.1

ロール巻2
Roll No.2

ロール巻4
Roll No.4

ロール巻5
Roll No.5

ロール巻6
Roll No.6

入数
Contents
サイズ（W.L.）
Size（W.L.）

2巻
2rolls
5cm×200m

7.5cm×200m

1巻
1rolls
15cm×200m

30cm×200m

45cm×200m●「ロール巻6」のみ2巻からの受注生産品です。 納期ご確認ください。
Roll No.6:Made-to-order from 2rolls. Please ask us for delivery date.

186

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments◆人体用一般医療機器

煮沸消毒器 携帯用
Portable boiling sterilizer
現場で手術用器具等を、ガスコンロ等で直火にかける簡易型
消毒器です。
Simple type sterilizer, to be directly put on open fire
to disinfect surgical tools on the spot.
コード番号
Code No.

14018000

14019000

型式
Type

大型
Large

中型
Middium

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

260×125×65mm

240×85×65mm◆人体用一般医療機器

消毒貯槽（丸カスト）
Dressing drum

手術用器具等を収納して、蒸気滅菌器にかけ、取り出した貯槽を貯槽台にかけることで、器具を衛生的に保つことができます。
貯槽台には足踏み開閉装置が付属されています。
Hang the sterilizing drum after steam autoclave for hygienic storage of surgical tools.
Sterilizing drum stands with Foot opener.

消毒貯槽

Sterilizing drum

コード番号
Code No.

14022000

14023000

型式
Type

大
L

小
S

サイズ
Size

φ270mm

φ180mm

消毒貯槽台

大L

Sterilizing drum stand

コード番号
Code No.

14024000

14025000

型式
Type

φ270mm対応
For φ270mm

φ180mm対応
For φ180mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

φ270mm対応
For φ270mm

187

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

消毒盤

Sterilizing tray
手術時に使用する器具や消毒した手術用器具を衛生的に収納することができます。
For hygienic storage of surgical tools after
disinfection.
コード番号
Code No.

サイズ
Size14033000

210×150×40mm

14034000

240×180×40mm

14035000

270×210×40mm

14036000

300×240×40mm

14037000

330×270×40mm

14038000

360×300×40mm

消毒盤台

Sterilizing tray cart
消毒盤に手術用器具等を置き、下棚板に治療用器具等を載せて、容易に移動ができます。
For easy transport of surgical tools on the
cart. It is also possible to put the other devices for treatment on the lower shelf.

188

コード番号
Code No.

14021000

構成
Composition

本体 消毒盤×2
Main unit Sterilizing tray×2

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

750×445×800mm

材質
Material

ステンレス
SUS

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

消毒機器

Sterilizing equipment and instruments

指頭消毒器

Finger sterilizing antiseptic cotton case
消毒用アルコール綿を収納します。
For storage of antiseptic cotton.
コード番号
Code No.

14027000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

90×70×20mm

質量
Weight125g

手洗鉢台/手洗鉢

Washing basin stand/Washing basin
クレゾール石鹸液等の消毒液を入れて、手洗消毒に使用します。キャスター付きのため容易に移動ができます。
For hand washing using antiseptic solution. Casters
provided.
コード番号
Code No.

14029500

14030500

14032000

型式
Type

鉢1個付
with 1 Basin

鉢2個付with 2 Basin

手洗鉢
Washing basin

材質
Material

ステンレス
SUS

鉢1個付
with 1 Basin

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

189

190

防除機器

Disinfecting instruments

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム Hot water & high pressure steam cleaner･････････････････････････ 192・193
アブキャップ Horsefly catcher AbuCap ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 194

191

防除機器

Disinfecting instruments

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム
Hot water & high pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌にも効果を発揮します。
ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオ
フします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているため、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pressure stream.
The boiler was changed from thermostat control toelectrical control. In case with burning failure, the machine is automatically shut off.

PWH1511

コード番号
Code No.

15160200

15160300

型式
Type

PWH1511

PWH2017

構成
Composition
吐出温度
Discharge temp

本体 清水ノズル ジェットランス ガン 吐出ホース（10m） 多段ニップル ホースバンド
Main unit Clean water nozzle Jet gun Jet hose (10m) Multi-stage connecter Hose band
コールド：常温 ホット：80℃ スチーム：120℃
Cold：Room temp Hot：80℃ Steam：120℃

コールド：常温 ホット：80℃ スチーム：140℃
Cold：Room temp Hot：80℃ Steam：140℃

取水方式
Water-intake

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)

ボイラー燃料Boiler

軽油または白灯油
Diesel oil/White kerosene

燃料タンク容量
Fuel tank capacity

15L

20L

洗剤タンク容量
Detergent tank capacity

2.5L

21L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

630×860×870m

670×1,080×950mm
3相200V
Three-phase 200V

電源Power source

192

PWH2017

電源コード長Power cord length

5,000mm5,500mm

質量
Weight

107kg

144kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

防除機器

Disinfecting instruments

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム
Hot water & high pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌にも効果を発揮します。
ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオ
フします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているため、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。
40mコイル採用で20MPaでも99℃の高温水吐出ができます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pressure stream.
The boiler was changed from thermostat control toelectrical control. In case with burning failure, the machine is automatically shut off.
40m coil adopted to discharge 99℃ high-pressure
stream with even 20MPa.

PWH2016D

コード番号
Code No.

15160100

型式
Type

PWH2016D

構成
Composition

本体 清水ノズル ジェットランス ガン 吐出ホース（10m） 多段ニップル ホースバンド
Main unit Water nozzle Jet gan Jet hose (10m) Multi-stage connecter Hose band

吐出温度
Discharge temp

コールド：常温 ホット：99℃ スチーム：140℃
Cold：Room temperature Hot：99℃ Steam：140℃

取水方式
Water-intake

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)

ボイラー燃料Boiler

軽油または白灯油
Diesel oil/White kerosen

燃料タンク容量
Fuel tank capacity

25L

洗剤タンク容量
Detergent tank capacity

16L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

770×1,100×900mm

電源
Power source

3相200V
Three-phase 200V

電源コード長Power cord length

5,000mm

質量
Weight172kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

193

防除機器

Disinfecting instruments

アブキャップHorsefly catcher AbuCap
アブの捕獲・駆除に使用します。電気や薬剤は不要で日光の熱で暖められたボール部がアブをおびき寄せて上部の筒で捕獲します。筒はアブが入ると出られない構造になっています。

194

Capture horseflies at the farm. No electricity or chemical required. The heated ball by sunlight attracts
horseflies and catch them in the upper cylinder.
The cylinder is designed not to release flies once theycome in.

コード番号
Code No.

15032000

構成
Composition

ボール 傘 捕獲筒 支柱
Ball Umbrella Cyllinder catcher

サイズ（W.H.）
Size（W.H.）

1,120（傘部：900）×2,470（地上部：1,950）mm
1,120 (Umbrella：900)×2,470 (Over ground height：1,950)mm

質量
Weight13.4kg

材質
Material

ボール部：ゴム 支柱：鉄（亜鉛メッキ）
Ball：Rubber Prop：Iron (Zinc plated)

Prop

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

動物用超音波画像診断装置 HS-1600V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-1600V ･ ･････････････････････････････････････････ 196
動物用超音波画像診断装置 HS-2200V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-2200V･ ･････････････････････････････････････････ 197
エコーゼリー Lubricating jelly････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 198
動物用超音波画像診断装置 HS-102V 豚用 Ultrasond diagnostic scanner, HS-102V for pig ･････････････････ 199
動物用超音波画像診断装置 HS-102V 牛用 Ultrasound diagnostic scanner, HS-102V for cow ･･･････････････ 200
聴診器ダブル Stethoscope, Double････････････････････････････････････････････････････････････････････ 201
白金耳ホルダー付 Inoculating loop with grip ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 201
濾過器 肝蛭用 Filter for fecal sample ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 202
遠心管（ビーズ法用） Centrifuge tube for Beads method････････････････････････････････････････････････ 202
糞便秤量リング Feces scale ring ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 203
EPG計算板 EPG counting chamber･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 203
胃汁採取器 Gastric juice sampler･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 204
ルミナー胃汁採取器 Luminar gastric juice sampler･･････････････････････････････････････････････････････ 204
ヘマトクリット遠心機 Hematocrit centrifuge･･･････････････････････････････････････････････････････････ 205
ガラス毛細管 Glass capillary tube ･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 206
血球計算器セット Hemocytometer set ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 206
血球計算盤 Cell counting chamber････････････････････････････････････････････････････････････････････ 207
血球計算用ピペット Pipette for hemocytometer･･･････････････････････････････････････････････････････ 207
血球計算用カバーグラス Cover glass for hemocytometer･･････････････････････････････････････････････ 208
電子式白血球分類計算器 F410N Digital white blood cell counter, F410N････････････････････････････････ 208
ゲルパンチャー Agar puncher･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 209
手持屈折計 D型 Handy refractometer, D-type･･････････････････････････････････････････････････････････ 209
デジタル臨床屈折計 SU-301 Digital clinical refractometer, SU-301･･････････････････････････････････････ 210
急速凝集反応板 Agglutination plate for pullorum disease･･････････････････････････････････････････････ 210
ビタミンA簡易測定装置 A-クイック Vitamin A checker in cattle blood sample, A-Quick･･････････････････ 211
開口器 牛用 Mouth opener for cattle･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 212
プロバングⅡ Probang Ⅱ for FMD test･････････････････････････････････････････････････････････････････ 212
メトリブラシセット 牛用 Mucus sampler for cow････････････････････････････････････････････････････････ 213
牛レプリカモデル Replica model for cow･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 214豚レプリカモデル Replica model for pig ････････････････････････････････････････････････････････････････ 214
馬レプリカモデル Replica model for horse ･････････････････････････････････････････････････････････････ 215

195

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-1600V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-1600V
高性能で軽量コンパクト設計の超音波画像診断装置です。重さ3kg（プローブ除く）と軽量な本体は持ち運びを容易にし、往診や屋外での検診時に使用者の負担を少なくします。各種プローブがあり診断目的により選択でき、経直腸用プローブ（HLV875M）等ドップラー機能を搭載したプローブもあります。
バッテリー、AC電源の両方で使用可能です。豊富な計測機能があり、簡単操作で画像の保存ができます。
Easy to carry light compact body of approx.3kg, andreduce user's physical strains during scanning in house
visit and outdoors. Various probes available according
to your purpose. Some of them, such as rectal probe
HLV-875M, have dopper functions.
Both battery and AC power usable.

動物用超音波画像診断装置 本体

196

Diagnostic scanner for animal

コード番号
Code No.

16502000

型式
Type

HS-1600V

構成
Composition

本体 ACアダプター 充電器 バッテリーパック
ショルダーベルト エコーゼリー
Main unit AC adapter charger battery packShoulder strap Jelly

モニター
Monitor

8.4型カラー液晶 広視野角（水平：170° 垂直：170°）
8.4-inch color LCD wide viewing angle(horizontal：170° vertical：170°)

走査方式
Scanning system

リニア/コンベックス走査
Linear/Convex scanning

表示モード
Display mode

B、 B/B、 B/M、 M、 B/Z

レンジ
Range

3.5MHz：20～240mm（10mmステップ可変）
5.0MHz以上：20～160mm（10mmステップ可変）
3.5MHz 0-2-24cm (1cm step variable)
5.0MHz 0-2-16cm (1cm step variable)

フォーカス方式
Focus meathod

送信：4段フォーカス 受信：ダイナミックフォーカスTransmit：4-stage focus Reception：Dynamic focus

画像記録
Data Storage

100画像
100 image

表示機能
Display function

ID 日付 時間 プローブタイプ レンジ他
ID Date Time Probe-type Range etc.

計測機能
Measurementsfunction

距離 面積 体積 周囲長 ヒストグラム Tendon%
妊娠週数 速度 LV計測
Distance Area volume Perimeter Histogram
Tendon% Gestational age Speed LV measurement

インターフェース
Interface

DVI出力端子 USB端子
DVI output terminal USB terminal

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.）

220×69×308mm

電源Power source

ACアダプタ接続時 100V～240V 50/60Hz
バッテリー 14.8V 5000mAh
With AC adapter connected 100V-240V 50/60Hz
battery 14.8V 5000mAh

質量Weight約3kg（プローブを除く/バッテリー含む）
3kg approx. (without probe/with battery)

経直腸用プローブ
Rectal Probe

HLV-875M

経直腸用プローブ

Rectal Probe

コード番号
Code No.

16502200

型式
Type

HLV-875M

周波数
Frequency

10.0/7.5/5.0MHz

視野幅
Width

50mm

別売部品

Option

コード番号
Code No.

型式
Type

16502001

専用バッテリー
Battery pack16502002

専用保護カバー
Protective cover

16502003

専用キャリーバッグ
Carry bag

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-2200V（牛・馬・豚・犬・猫用）
Ultrasound diagnostic scanner for veterinary, HS-2200V
超音波診断装置に必要な機能をコンパクトにまとめたポータブルタイプです。大型タイプと同レベルの優れた操作性を実現しました。正確で高速なデジタル
信号処理による画像の見易さ、高精度なダイナミック
受信フォーカスによる鮮明さでレベルの高い画質が得られます。診断目的によって各種プローブが接続可能です。
HS-2200V is a portable, high resolution, ultrasound imaging sysgem incorporating thelatest technologies. All necessary functions
come in one compact unit. High density,
multi-frequency transducers provide exellent
image quality. Various probes available according to your purpose.

動物用超音波画像診断装置 本体

直検用プローブ
Rectal Probe

Diagnostic scanner for animal

コード番号
Code No.

16500900

型式
Type

HS-2200V

構成
Composition

本体 電源コード プローブホルダー エコーゼリー
Main unit Power cable Probe holder Jelly

モニター
Monitor12.1型カラー液晶 広視野角（水平：170°垂直：170°）
12.1inch Color LCD

走査方式
Scanning system

リニア/コンベックス走査
Linear/Convex scanning

表示モード
Display mode

B、 B/B、 B/Z、 B/M、 M

レンジ
Range

3.5MHz：20～240mm（10mmステップ）
5MHz以上：20～160mm（10mmステップ）
3.5MHz 20-240mm (10mm step variable)
5.0MHz 20-160mm (10mm step variable)

フォーカス方式
Focus meathod

送信：4段フォーカス 受信：ダイナミックフォーカスTransmit：4-stage focus Reception：Dynamic focus

画像記録
Date storage

100画像
100 images

表示機能
Display function

ID 日付 時間 プローブタイプ 方向 レンジ他
ID Date Time Probe type Direction Range etc.

計測機能
Measurements function

距離 面積 周囲長 ヒストグラム
Distance Area Perimeter Histogram

インターフェース
Interface

ビデオ出力×2 USB端子
Video output×2 USB memory port

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H.）

335×200×380mm（キーボード閉時）
335×500×380mm（キーボード開時）
335×200×380mm（keyboard closed）
335×500×380mm（keyboard opened）

電源
Power source
質量
WeightHLV-575M

直検用プローブ

Rectal Probe

コード番号
Code No.

16500500

型式
Type

HLV-575M

AC100V 50/60Hz

周波数
Frequency

10.0/7.5/5.0MHz

約11kg
11kg approx.

視野幅
Width

50mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

197

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

エコーゼリー/FHK アニマルエコーゲル
Lubricating jelly/FHK Animal echo gel

超音波画像診断装置使用時にプローブを当てる部位へ塗布することで、プローブの密着性を良くして鮮明な画像を得ることができます。
安定性試験、安全試験を実施していますので、安心して使用することができます。
Apply this jelly to target part to get a clear
image by ultrasound probe.
Product stability and safety tested.
コード番号
Code No.

16305400

16305600

型式Type

エコーゼリーFHK アニマルエコーゲル

容量
Capacity

5kg

250g

250g

198

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-103V コンベックス
マルチ周波数プローブ
診断部位の深さに合わせ、3種類の周波数から選択できます。
ドプラ機能
カラードプラ(CFM)とパワードプラ(PD)機能の搭載で、子牛心臓部の観察ができます。

シネループ機能
最大255フレームの再生可能。最適なフレームに合わせ、画像保存ができます。
計測機能
対象物の大きさを計測できます。

バッテリー駆動
専用の小型バッテリーで約3時間の連続動作ができます。バッ
テリー残量確認LED付。

別売部品

保護カバー

プローブ

※本体写真はイメージです。

本体

コード番号

16405000

構成

本体(HCS-236M付属) ショルダーベルト
充電器 バッテリーパック エコーゼリー

プローブチャンネル数

96チャンネル

表示モニター

6.5型カラー液晶(640×480VGA)

表示モード

Bモード

ドプラ

CFM（カラードプラ）

レンジ

2cm〜24cm（1cmステップ可変）

定格超音波周波数

2.8、3.5、5.0MHｚ

ACアダプター

電源コード

PD（パワードプラ）

音響パワー調整20-100%（10% ステップ可変）

グレースケール

64階調

画像調整

B ゲイン：36〜100dB（1dB ステップ可変）
B ダイナミックレンジ：35〜 95dB（1dB ステップ可変）ドプラゲイン：35〜100 (5 ステップ可変)
ドプラスピードレンジ：1/2、1、2、4、8、16
ガンマカーブ：2種類
H-res(画像処理)：OFF, Detail1, Detail2, Detail3, Mild, Resolution, Penetration, Clarity, Boundary, Anatomy
エンハンスメント機能 ソフト：Oﬀ、1〜4段階（画像処理）
エッジ：Oﬀ、1〜3段階

計測

距離計測：1系統計測

データ保存

内部フラッシュメモリに静止画像200枚、動画10本

外部入出力

DVI端子、USB端子(USBメモリ専用)

防滴保護等級

IPX1

電源

直流

サイズ（W.D.H.）

184×260×60mm

質量1.8kg （プローブ、バッテリーパック、ショルダーベルトを含む）

面積、周囲長計測：1系統計測

ヒストグラム計測：1系統計測

10.8V（専用バッテリーで約３時間使用可能）

ACアダプター

バッテリーパック（リチウムイオンポリマー電池）

別売部品

入力

交流 100-240V 50/60Hz

公称電圧

10.8V

コード番号

16404004

16404003

出力

直流 15.0V 3.36A

公称容量3350mAh型式

専用保護カバー

専用バッテリーサイズ（W.D.H.）

52×120×31mm

サイズ（W.D.H.）

59×85×22mm

質量

300g

質量

170ｇ

ケーブル長

1220mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

199

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

動物用超音波画像診断装置 HS-103V
マルチ周波数プローブ
診断部位の深さに合わせ、3種類の周波数から選択できます。

シネループ機能
最大255フレームの再生可能。最適なフレームに合わせ、画像保存ができます。

ドプラ機能
カラードプラ(CFM)とパワードプラ(PD)機能の搭載で、黄体周辺の血流を観察できます。

計測機能
胎児・黄体の大きさを計測できます。

バッテリー駆動
専用の小型バッテリーで約3時間の連続動作ができます。バッ
テリー残量確認LED付。

別売部品

保護カバー
プローブ
※本体写真はイメージです。

本体

コード番号

16404000

構成

本体(HLV-275M付属) ショルダーベルト
充電器 バッテリーパック エコーゼリー

プローブチャンネル数

96チャンネル

表示モニター

6.5型カラー液晶(640×480VGA)

表示モード

Bモード

ドプラ

CFM（カラードプラ）

レンジ

2cm〜16cm（1cmステップ可変）

定格超音波周波数

5.0、7.5、10.0MHｚ

ACアダプター

電源コード

PD（パワードプラ）

音響パワー調整20-100%（10% ステップ可変）

画像調整

B ゲイン：36〜100dB（1dB ステップ可変）
B ダイナミックレンジ：35〜 95dB（1dB ステップ可変）ドプラゲイン：35〜100 (5 ステップ可変)
ドプラスピードレンジ：1/2、1、2、4、8、16
ガンマカーブ：2種類
H-res(画像処理)：OFF, Detail1, Detail2, Detail3, Mild, Resolution, Penetration, Clarity, Boundary, Anatomy
エンハンスメント機能 ソフト：Oﬀ、1〜4段階（画像処理）
エッジ：Oﬀ、1〜3段階

計測

距離計測：1系統計測

診断

牛の胎齢診断(CRL)

データ保存

内部フラッシュメモリに静止画像200枚、動画10本

外部入出力

DVI端子、USB端子(USBメモリ専用)

防滴保護等級

IPX1

電源

直流

サイズ（W.D.H.）

184×260×60mm

質量1.8kg （プローブ、バッテリーパック、ショルダーベルトを含む）

プローブ

リニアプローブ(直腸用)面積、周囲長計測：1系統計測

ヒストグラム計測：1系統計測

10.8V（専用バッテリーで約３時間使用可能)

ACアダプター10.0/7.5/5.0MHz

50mm

HLV-275M

バッテリーパック（リチウムイオンポリマー電池）

別売部品

入力

交流 100-240V 50/60Hz

公称電圧

10.8V

コード番号

16404004

16404003

出力

直流 15.0V 3.36A

公称容量3350mAh型式

専用保護カバー

専用バッテリーサイズ（W.D.H.）

52×120×31mm

サイズ（W.D.H.）

59×85×22mm

質量

300g

質量

170ｇ

ケーブル長

1220mm200

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆人体用一般医療機器

聴診器ダブル
Stethoscope, Double
大中動物に使用できるように、Ｙチューブの長さが1,100mmになっています。
Length of Y tube is 1,100mm to use for both large and middle
size animal.
コード番号
Code No.

16008000

型式
Type

ダブル
Double

サイズ
Tube size

Yチューブ：1,100mm
1,100mm

質量
Size（W.D.H.）

125g

材質
Weightチェストピース：アルミニュウム合金
Yチューブ、イヤーチップ：塩化ビニール
耳管：真鍮、クロームメッキ
振動板：テトロン繊維入りエポキシ、樹脂
バネ：鋼
Chest piece：Aluminum
Y tube, Ear Tip：Vinyl chloride
Eustachian tube：Brass plated
Diaphragm：Tetron fiber-containing epoxy, resin
Spring：Steel

白金耳ホルダー付
Inoculating loop with grip

ループ（ニクロム線）を白金耳ホルダーに取りつけて細菌検査の塗布等で使用します。
Nichrome wire loop with holder to be used
to smear the sample for bacteria test, etc.

コード番号
Code No.

16165000

サイズ
Size

柄：210mm 先端：80mm
Grip：210mm Tip：80mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

201

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

濾過器 肝蛭用
Filter for fecal sample
糞便検査の沈殿法に使用する濾過器です。ビーカー

Filter for sedimentation test of animal feces. To beplaced on 500mL or 300ｍL beaker.

（500mL・300ｍL）に濾過器をのせて糞便を濾過します。

販売
中止※バラ売りとなります。
*Sold separately

枠

Frame

金網 100メッシュ

Mesh

コード番号
Code No.

16106000

コード番号
Code No.

16107000

サイズ
Size

φ120×35mm

サイズ
Size

φ73×50mm

質量
Weight40g

材質
Material

ステンレス
SUS

質量
Weight材質
Material

販売
中止
100g

黄銅メッキ
Brass plated

遠心管（ビーズ法用）
Centrifuge tube for Beads method

糞便検査のビーズ法に使用する回収用遠心管です。
For animal fecal test of Beads method.

202

コード番号
Code No.

16111710

入数
Contents

12本
12pcs
販売

容量
Capacity

60mL

サイズ
Size

φ35×110mm

中止

販売
中止

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

糞便秤量リング
Feces scale ring

糞便採取1g用の柄つき秤量升です。
先端形状が穴あき4本と穴なし1本の組み合わせです。
Animal feces sampling scale for 1g.
5pcs/set（4pcs with hole, 1pc without hole）.
コード番号
Code No.

16111800

仕様
Spec.

5本
5pcs

サイズ
Size

125mm

質量
Weight30g/本30g/pc

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

EPG計算板

EPG counting chamber
糞 便 中 の 寄 生 虫 卵 検 査 用 の 器 具 として使 用します。0.15mLの区画が2室あります。

For the test of parasite eggs in feces. Twosquares of 0.15mL.
コード番号
Code No.

16112000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

75×25×5.5mm

材質
Material

ガラス
Glass

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

203

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

胃汁採取器

Gastric juice sampler
牛の第一胃から胃内容液を採取する器具です。胃汁採取用ゴムカテ
ーテルを鼻孔内から挿入して使用します。採取弁に採取用容器（別途ご用意ください）とカテーテル、ガラスポンプを接続して、採取用容器内をガラスポンプで陰圧にすることで採取します。
A set of tools to take gastric juice from rumen.
Insert the rubber catheter from nostril. Connect the catheter to valve and glass syringe to collect the juice.

コード番号
Code No.

16130000

構成
Composition

胃汁採取カテーテル 吸引ポンプ（50先100mL）
採取弁（ゴム栓付き） ビニール管 ゴムチューブ
接続金具（50基） アルミケース
Gastric juice sampler Glass syringe(100mL)
Valve(with rubber cock) Aluminum case

質量
Weight約3.2kg3.2kg approx.

材質
Material

胃汁採取カテーテル：天然ゴム 吸引ポンプ：ガラス
採取弁（ゴム栓付き）：黄銅、メッキ、合成ゴム
接続金具：黄銅、メッキ
Catheter：Natural rubber Glass syringe：Glass
Valve：Brass plated,rubber
Connection fittings：Brass plated● 納期ご確認ください。

カテーテル

Catheter

コード番号
Code No.

16131000

型式
Type

胃汁採取用カテーテル
Catheter for gastric juice sampling

サイズ
Size

φ14×2,500mm

質量
Weight450g

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

Please ask us for delivery date.

◆動物用一般医療機器

ルミナー胃汁採取器
Luminar gastric juice sampler
牛の第一胃から胃内容液を採取する器具です。胃汁採取用
金属製ゾンデを口腔から挿入して使用します。吸引ポンプに採取用容器（別途ご用意ください）とゾンデを接続し、採取用容器内を吸引ポンプで陰圧にして採取します。
ゾンデは柔軟なステンレススプリング形状です。
A set of tools to collect gastric juice from rumen.
Insert the metal probe from mouth. Connect suction pump to probe to take the juice.
Probe is made of flexible stainless steel spring.

ゾンデ
コード番号
Code No.

16132000

構成
Composition

ルミナーゾンデ 吸引ポンプ
ゴム栓 ビニール管 アルミケース
Stomach evacuator Pump
Rubber valve Vinyl tube
Aluminium case

材質
Material

ルミナーゾンデ：ステンレス
ポンプ：黄銅、メッキ
Metal gastric tube：SUS
Pump：Brass, plated● 納期ご確認ください。

204

Metal tube

コード番号
Code No.

16132002

型式Type

ルミナー用ゾンデ
Metal tube for Lumenar

サイズ
Size

採取口：φ35×140mm ゾンデ：φ17×1,800mm
Collection port：φ35×140mm Metal tube：φ17×1,800mm

質量
Weight2kg

材質
Material

黄銅、メッキ ステンレス
Brass, plated SUS

Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆人体用一般医療機器

ヘマトクリット遠心機
Hematocrit centrifuge
ヘマトクリット値（赤血球容積）を測定する遠心機です。
毛細管専用ローターと毛細管と採血管チューブ兼用ローターの2種類があります。

Centrifuge to measure the hematocrit value.
There are two types of rotors, one for the capillary
tube only, and the other for the capillary tube and theblood collection tube.

ローター F30M
Rotor F30M

ローター F20G
Rotor F20G

H-1200F

コード番号
Code No.

16213300

型式
Type

H-1200F
H-1200F

容量Capacity

毛細管×30本
capillary tube×30pcs

16213400
F30Mローター付
F30M Rotor

H-1200F
H-1200F

F20Gローター付
F20G Rotor

毛細管×20本 15mLチューブ×4本
capillary tube×20pcs 15mL tube×4pcs

最高回転数Max.rpm.

12,000rpm

最大遠心力
Max.force

15,000×g

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）
電源Power source
質量
Weight280×346×300mm
AC100V

50/60Hz

5A

約15kg
15kg approx.

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

205

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

ガラス毛細管Glass capillary tube

ヘマトクリット値測定用のガラスチューブでヘパリン処理の有
無はカラーラベルで判別できます。シールには専用のパテを使用します。
Capillary tube for hematocrit measurement. Sealing
putty shall be used to seal.
コード番号
Code No.

16214200

16215100

型式
Type

ヘバリン処理済（赤）Heparinized (Red)

プレイン（青）Not heparinized (Blue)

入数
Contents
サイズ
Size

100本
100pcs
φ1.1～1.2×75mm

プレイン（青）Distilled water (Blue)

φ1.1～1.2×75mm
ヘバリン処理済（赤）Heparized (Red)◆人体用一般医療機器

血球計算器セット
Hemocytometer set
血 球 計算盤、カバーガラス、血 球 用ピペット（赤・白）の構成になります。
一定の空間に定量の細胞が入り、細胞をカウントする
ことで細胞数を算定できます。
赤血球、精子数、胞子などの測定に使用できます。
Cell counting chamber, cover glass, pipettefor blood cell (red, white）included. Applicable for red blood cell, sperm, spore, etc.

コード番号
Code No.

16218000

16219000

16220000

16221000

型式
Type

トーマ
Thoma

ビルケルチルク
Buerker-Turk

改良ノイバウエル
Neubauer

フックスローゼンタール
Fuchs Rosenthal

構成
Composition

206

計算盤 赤血球ピペット 白血球ピペット カバーガラス×2 止め金具付きケース
Counting chamber Pipette (Red, White) 1pc each Cover glass 2pcs Case

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆人体用一般医療機器

血球計算盤

Cell counting chamber
計算盤のみの構成です。

Only the counting chamber is included.

コード番号
Code No.

16223000

16224000

16225000

16226000

型式
Type

トーマ
Thoma

ビルケルチルク
Buerker-Turk

改良ノイバウエル
Neubauer

フックスローゼンタール
Fuchs Rosenthal

構成
Composition

計算盤 カバーガラス×2 止め金具付きケース
Counting chamber Cover glass×2 Case

血球計算用ピペット
Pipette for hemocytometer

血球計算に使用する、希釈目盛つきピペットです。

Pipette to be used for cell counting, provided with scales fordilution.

白血球用
Distilled water (Blue)

赤血球用
Heparize (Red)

コード番号
Code No.

16228000

16229000

型式
Type

赤血球用
Heparize (Red)

白血球用
Distilled water (Blue)

目盛
Scale

0.5 ・ 1 ・ 101

0.5 ・ 1 ・ 11

球部容量
Sphere part volume

1.0mL

0.3mL

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

207

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

血球計算用カバーグラス
Cover glass for hemocytometer

コード番号
Code No.

16230000

16231000

16232000

16233000

型式
Type

16×22mm22×22mm

22×24mm24×24mm

厚さ
Thickness

0.12～0.17mm

電子式白血球分類計算器 F410N
Digital white blood cell counter, F410N

目的に応じ、登録項目の中から任意に12項目を選択できます。
プリンター内蔵のコンパクト設計です。

Selectable 12 elements from preliminary registered elements depends on your needs.
Compact unit with printer incorporated.

208

コード番号
Code No.

16235500

標準設定項目
Registration capacity

12項目（BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY）
12elements (BAS, MBL, EBL, MYE, EOS, STA, SEG, LYM, MON, PRO, META, ATY-LY)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

120×230×50mm（ホルダー部分を除く）
120×230×50mm (Excluding holder)

電源
Power source

AC100V/220V

質量
Weight500g

50/60Hz

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

ゲルパンチャー
Agar puncher

寒天ゲル内沈降反応検査の寒天ゲルに、一定間隔の穴を開ける器具です。
This is to punch some holes in certain intervals in agar for precipitation test.
コード番号
Code No.
仕様
Spec.
材質
Capacity

販売中止

16242000

販売
φ4.6mm
7穴 3.4mm間隔
φ4.6mm7holes 3.4mm interval
中止
ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

手持屈折計 D型
Handy refractometer, D-type
直読式で、屈折率を測定することで血清中の蛋白量と尿比重が１〜2滴の検体で検査できます。
蛋白濃度は、17.5℃設定。
Direct reading method. Just 1-2 drops of sample is required for protein and urine speciﬁc
gravity test. Recommended for daily check.
Protein concentration is set at 17.5 degrees C.

コード番号
Code No.

16243000

測定範囲（最小目盛）Measurable range (Minimum scale)

血清蛋白：0〜12g/dL（0.2g/dL） 尿比重：1.000〜1.040（0.002）
Serum protein：0〜12g/dL (0.2g/dL) Urine speciﬁc gravity：1.000〜1.040 (0.002)

サイズ
Size

170mm

質量
Weight350g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

209

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆人体用一般医療機器

デジタル臨床屈折計 SU-301
Digital clinical refractometer, SU-301
尿比重と血清総蛋白量の測定が少量のサンプル量（約0.1mL）で短時間（約1秒）にできます。
防水型で、多湿、水気が多い場所でも安心して使用できます。
Urine specific gravity and total serum protein can be measured in a short time (about
1 second) with a small amount of sample(about 0.1mL).
Waterproofed body can be used in highly-humid environment.

コード番号
Code No.

16244600

型式
Type

SU-301

測定範囲
Measureable range

尿比重：1.000～1.080 血清総蛋白：0.0～12.0g/dl
Gravity of urine：1.000～1.080 Total protein in serum

電源
Power source

リチウム電池（充電式）3.7V 480mAh 100V ACアダプター
Lithium battery (rechargeable) 3.7V 480mAh 100V AC adapter

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

117×61×30mm

質量
Weight本体 165g（ACアダプター 61.4g）
165g (AC adapter 61.4g)

0.0～12.0g/dl

急速凝集反応板Agglutination plate for pullorum disease
ひな白痢（ 全 血 急 速 凝 集 反 応）検 査 用に使 用する100分画（25×25mm×100）ガラス反応板です。

Agglutination plate for pullorum disease,with 100 fractions (25×25mm×100).
コード番号
Code No.

16247000

サイズ
Size

275×275mm

質量
Weight

約1kg
1kg approx.

● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

210

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

ビタミンA簡易測定装置 A-クイック
Vitamin A checker in cattle blood sample, A-Quick
牛血中のビタミンA濃度とβカロテンを含む総カロテノイドをその場で同時に測定できます。

For measurement in bovine blood of vitamin A concentration and total carotenoid including β-carotene.

コード番号
Code No.

16245000

型式
Type

FLT-21

構成
Composition

本体 測定セル×2 プリンタ用紙×2巻 電源コード
Main unit Measure cell×2 Printing roll×2pcs

測定範囲
Measurable range

ビタミンA：20～200IU/dL 総カロテノイド：20～1,000μg/dL
Vitamin A：20～200IU/dL Total caroenoid：20～1,000μg/dL

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

164×250×118mm

電源Power source

AC100V

質量
Weight約1.1kg1.1kg approx.

Power supply

50/60Hz

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

211

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

開口器 牛用Mouth opener for cattle
牛口腔の開口状態を保持し、口腔内治療、カテーテ
ル挿入および薬液投与等の処理を安全に行います。
Safely keep the mouth open for oral treatment, catheter insertion and drug administration, etc.
コード番号
Code No.

05003200

サイズ
Size

240×90mm

質量
Weight380g

材質
Material

アルミニウムAluminium◆動物用一般医療機器

プロバングⅡ
Probang Ⅱ for FMD test
口蹄疫検査時の食道咽頭粘液を採取することに使用します。検体採取容量が50mL（大）と25mL（小）の2種類があります。
To be used to collect esophageal mucus for
FMD test.
Two types of sampling volume, 50mL (large)
and 25mL (small) available.

コード番号
Code No.

16133100

16133200

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size

φ56×880mm（鎖部除く）
φ56×880mm (excluding chain)

φ44×780mm中止（鎖部除く）
φ44×780mm (excluding chain)

材質
Material

ステンレス
SUS

ステンレス
SUS

● 型式 大につきましては、在庫品のみの販売です。

212

販売

While the stock last for large type.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments◆動物用一般医療機器

メトリブラシセット 牛用Mucus sampler for cow
牛の子宮内膜細胞診時に使用します。内芯先端のブラシで子宮内の粘液等を採取します。内芯先端ブラシは外筒に収納することができるため挿入時は汚染されることなく子宮内に挿入できます。

For endometrinal cytology examination of cow. Use
the inner brush to collect mucus inside uterus.
Inner brush is stored in the cylinder, so it is possible
to insert to the uterus without contamination.

外筒Outer cylinder

内芯
Inner core

別売部品

Option

内芯保持器
Inner core grip

コード番号
Code No.

16133300

構成
Composition

外筒 内芯×10 保持器
Outer cylinder Inner core×10

サイズ
Size

外筒：φ4×550mm 内芯：611mm（ブラシ部：25ｍｍ） 保持器：φ20×33mm
Cylinder：φ4×550mm Core：611mm (Brush：25mm) Grip：φ20×33mm

別売部品

Grip

Option

コード番号
Code No.

16133301

16133302

16133303

型式
Type

メトリブラシ外筒
Outer cylinder

メトリブラシ内芯
Inner core

メトリブラシ内芯保持器
Inner core grip

入数Contents

5本
5pcs

10本
10pcs

1個
1pcs

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

213

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

牛レプリカモデル
Replica model for cow

ホルスタイン雌牛の等身大模型です。生体診断に先立って本商品で訓練ができるため、動物福祉に合致しています。各種臓器の取り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握 ②頚静脈採血の練習 ③直腸検査
で子宮と4種類の卵巣形態の把握 ④超音波画像診断装置により、子宮内部にある胎子の雌雄判別の学習
Life-size model of Holstein cow. This product can beused prior to practice with real animal. Recommended
for animal welfare. Internal organs can be removed.
① Understand the positional relationship of organs② Practice blood collection from the jugular vein ③
Recognize the morphology of uterus and four different
types of ovary ④ Learning the pregnant detection andsexual difference of fetus inside the uterus using an ultrasound apparatus

コード番号
Code No.

01704000

構成
Composition

本体 肋骨 肺 胃 腸 乳房 尾 採血練習用チューブ×2 子宮体モデル 卵巣×4 第四胃変位モデル（オプション、左右）Main unit Rib bone Lung Stomach Intestine, Udder Tail Blood collection training tube×2
Uterus model Ovaries×4 Abomasum displacement (Option)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：2,800×500×1,520mm 台（キャスター含む）：1,830×930×110mm
Main body：2,800×500×1,520mm Caster board：1,830×930×110mm

質量
Weight約127kg
127kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。

Made-to-order. Please ask us for delivery date.

豚レプリカモデル
Replica model for pig

豚の等身大模 型です。生体診断に先立って本商品で訓 練が できるため、動物福祉に合致しています。臓器の取り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握 ②頚静脈採血の練習 ③子宮動脈位置の把握 ④直腸検査による卵巣の触診
Life-size model of sow can be used prior to practice with realanimal. Recommended for animal welfare.
Useful for following study;①Understand the positional relationship of organs ② Practice jugular vein blood sampling ③ Recognize the positionof uterine artery ④ Palpation of ovary by rectal examination

コード番号
Code No.

01704100

構成
Composition

本体 肋骨 腸 子宮体モデル 卵巣×4 採血練習用ポリビン×6
Main unit Rib Intestine Uterus Ovary×4 Blood collection training bottle×6

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：1,930×560×840mm 台（キャスター含む）：1,480×510×110mm
Main body：1,930×560×840mm Caster board：1,480×510×110mm

質量
Weight約60kg
60kg approx.

● 受注生産品です。納期ご確認ください。

214

Made-to-order. Please ask us for delivery date.
外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

診断機器

Diagnostic equipment and instruments

馬レプリカモデル
Replica model for horse

馬の等身大模型です。生体診断に先立って本商品で訓練ができるため、動物福祉に合致しています。各種臓器の取り外し等ができるため主に下記の学習に活用ができます。
①臓器の位置関係を把握 ②経鼻によるカテーテル投薬及び胃洗浄の練習 ③直腸検査で妊娠鑑定の練習
Life-size model of mare. Recommended for animal welfare. Internal organs can be removed.
Suitable for following study:①Understand the positional relationship of organs ②Practice intranasal catheter administration and gastric lavage ③Practice of pregnancy
detection by rectal palpation

コード番号
Code No.

01704200

構成
Composition

本体 肺 脾臓 腎臓 食道/胃 肝臓 尾 子宮体モデル
Main unit Lung Spleen Kidney Esophagus/stomach

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

筐体：2,500×1,800×420mm 台（キャスター含む）：1,800×780×100mm
Main body：2,500×1,800×420mm Caster board：1,800×780×100mm

質量
Weight175.5kg● 受注生産品です。納期ご確認ください。

Liver

Tail Uterus

Made-to-order. Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

215

216

乳・肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

牛乳脂肪検査用ピペット Milk pipettes ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 218
ピペットブラシ Pipette brush･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 218
アルコールテスター Alcohol tester for milk freshness ･･･････････････････････････････････････････････････ 219
比重計 牛乳用 Milk specific gravity tester･･････････････････････････････････････････････････････････････ 219
比重計硫酸用/比重計アルコール用 Sulfuric acid specifc gravity tester/Alcohol specific gravity tester･･････ 220
酒精計 Alcohol meter･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 220
比重用円筒 Specific gravity test cylinder････････････････････････････････････････････････････････････････ 221
誘導板 Slide glass for bacteria count in milk ･･････････････････････････････････････････････････････････ 221
マイクロピペット/塗抹針 Micropipettes/Smear needle ･･･････････････････････････････････････････････････ 222
サンプル瓶キャップ付/キャップ Milk sample bottle with cap･････････････････････････････････････････････ 222
サンプル瓶ラック Sample bottle rack ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 223
サンプリングストロー（滅菌済） Sampling straws, Sterilized･････････････････････････････････････････････ 224
サンプリングストローケース Case for sampling straws･･･････････････････････････････････････････････････ 224
デルボテスト SP-NT Antibiotics residue tester, Delvotest SP-NT･ ･･･････････････････････････････････････ 225
ワイカトミルクメーター（ワンタッチブラケット付） Milk meter with Snap on Bracket･ ･･････････････････････ 225
牛乳輸送缶 Milk transportation pail･ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 226
搾乳バケツ Milking bucket ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 226
酪農前掛 Dairy apron･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 227
食肉脂質測定装置 Meat fat analyzer ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 228
LEDハンディライト LED handy light for meat color ･････････････････････････････････････････････････････ 229
板鋸 Saw･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 229
骨切弓鋸 樹脂柄 Hack saw ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 230
検査鈎 Inspection hook･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 230
剥皮刀 Skinning knife ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 231
阪型サバキ Dressing knife･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 231
骨スキ刀 Deboning knife･ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 232
筋ヒキ刀 Sinewing knife･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 232
平切刀（肉切） Butcher knife ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 233
棒ヤスリ File･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 233
ボーントリマー Bone trimmer ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 234
ジョーズクリップ/ハンドローダー Jaws clip/Handrodder･･････････････････････････････････････････････････ 234
検肉スタンプパッド Stamp pad･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 235
検印スタンプインク Meat inspection stamp ink･････････････････････････････････････････････････････････ 235
家畜電気と畜装置 ST-EC-2-1 Stunning equipment for livestock animal, ST-EC-2-1････････････････････････ 236

217

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

牛乳脂肪検査用ピペット
Milk pipettes

牛乳脂肪検査（ゲルベル法、バブコック法）に使用する計量用ピペットです。

Pipette to be used for milk fat test content test（Gerber method, Babcock method).

牛乳用ピペット
Milk pipette

硫酸用ピペット
Sulfuric acid pipette

アミルアルコール用ピペット
Amyl alcohol pipette

ゲルベル法

Gerber method

コード番号
Code No.

17023000

17024000

17025000

型式Type

牛乳用ピペット
Milk pipette

硫酸用ピペット
Sulfuric acid pipette

アミルアルコール用ピペット
Amyl alcohol pipette

サイズ
Size

325mm

325mm

305mm

容量
Capacity

11mL

10mL

1mL

バブコック法

Babcock method

コード番号
Code No.

17026000

17028000

型式
Type

硫酸用ピペット
Sulfuric asid pipette

硫酸用シリンダー
Sulfuric acid cylinder

サイズ
Size

335mm

165mm

容量
Capacity

17.5mL17.5mLピペットブラシ
Pipette brush

牛乳脂肪検査に使用する計量用ピペットを清掃するブラシです。

Brushes for cleaning the milk pipettes.

乳脂計ブラシBrush for gerber butyrometer

218

コード番号
Code No.

17032000

17033000

型式Type

牛乳用ピペットブラシ
Brush for milk pipette

乳脂計ブラシBrush for gerber butyrometer

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

アルコールテスター
Alcohol tester for milk freshness

生乳、牛乳の新鮮度や熱抵抗性の判定（アルコール法）に使用します。

For evaluation of freshness and heat resistance (alcohol test method) of milk.

シャーレ
Test plate

本体
Main unit匙
Test spoon

コード番号
Code No.

17103000

17106000

17107000

型式
Type

アルコールテスター
Alcohol tester

シャーレ
Test plate匙
Test spoon

構成
Composition

本体 シャーレ×4 匙1mL×2
Main unit Test plate×4 Spoon 1mL×2

シャーレ
Test plate

匙 1mL
Test spoon 1mL

サイズ
Size

本体：260×127×20mm
Main：260×127×20mm

φ45×17.5mm

345mm

比重計 牛乳用

Milk specific gravity tester
To be used to confirm that the milk gravity is in appropriate range of 1.028 to 1.034.
Measure with the warmed milk at 15C.
For other temperature, use the conversion table tocompensate.

生乳、牛乳の比重が正常範囲である1.028～1.034であることを確認します。15℃に加温した牛乳を測定します。それ以外の温度の場合は温度換算表で補正します。

温度計なし
Without thermometer

温度計付
With thermometer

コード番号
Code No.

17108000

17109000

型式
Type

温度計なし
Without thermometer

温度計付
With thermometer

仕様
Spec.
サイズ
Size

乳調度 15～40（先頭に1.0が省略されています）
Milk preparation 15～40 (1.0 at the beginning omitted)
220mm

320mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

219

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

比重計硫酸用/比重計アルコール用

Sulfuric acid specifc gravity tester/Alcohol specific gravity tester
生乳、牛乳の脂肪検査時に使用する硫酸およびアル
コール濃度測定用です。
For sulfuric acid or alcohol concentration
measurement to be used for milk fat test.

硫酸用ボーメ度 0～72
Sulfuric acid baume scale 0-72

コード番号
Code No.

17110000

17111000

型式
Type

硫酸用ボーメ度 0～72
Sulfuric acid baume scale 0-72

アルコール用酒精度 60～100
Alcohol scale 60-100

サイズ
Size

300mm

230mm

質量
Weight

35g

40g

酒精計

Alcohol meter
アルコール濃度（容量％）測定用です。
For alcohol concentration (volume%) measurement.

コード番号
Code No.

17112000

型式
Type

3本組
Set of 3testers

構成
Composition

収納ケース 比重計（0～30％） 比重計（30～60％） 比重計（60～100％）
Storage case Alcohol meter (0～30％) Alcohol meter (30～60％) Alcohol meter (60～100％)

サイズ
Size

210mm

220

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

比重用円筒Specific gravity test cylinder
各種比重計の比重測定に使用できます。
For specific gravity test with various gravity
meter.
コード番号
Code No.

17113000

17114000

型式
Type

目盛付
With scale

目盛なし
Without scale

容量
Capacity

目盛なし
Without scale

200mL

サイズ
Size

φ41×275mm

誘導板

Slide glass for bacteria count in milk
生乳、牛乳の総菌数検査法（ブリード法）に使用します。誘導板上に塗抹されたスライドグラスを置いて使用します。１画が10mm平方に印刷されており、4画と2画の2種類があります。
To be used for bacteria count (Breed method) in milk.
Smear milk sample on this slide glass.
10mm x 10mm squares are printed. 4 squaretype and 2 square type are available.
コード番号
Code No.

17125000

17126000

型式
Type

4画
4squares

2画
2squares外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

2画
2 squares221乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

マイクロピペット/塗抹針
Micropipettes/Smear needle

Micropippet for sample determination in Breed method, and smear needle.

生乳、牛乳の総菌数検査法（ブリード法）に使用する定量用のマ
イクロピペットと、スライドグラスに塗抹する塗抹針です。

マイクロピペット
Micropipette

ガラスケースGlass case

塗抹針
Smear needle

コード番号
Code No.

17127000

17129000

型式
Type

マイクロピペット
Micropipette

塗抹針
Smear needle

構成
Composition

本体 ガラスケース
Main unit Glass case

本体
Main unit

容量
Capasity

0.01mL

ー

サイズ
Size

155mm

160mm（針部30mm）
160mm (needle30mm)

サンプル瓶キャップ付/キャップ
Milk sample bottle with cap

生乳検査用サンプル瓶で、各種生乳測定装置に使用することができます。
白White

Sample bottles to be used for raw milk analysis. Applicable in various models of equipment.

青Blue

サンプル瓶キャップ
Sample bottle cap
コード番号
Code No.

19135000

19135100

19135200

19135300

19135400

19135500

コード番号
Code No.

19135003

19135102

型式
Type

白
White

青
Blue

橙
Orange緑
Green黄Yellow

ワイン
Wine

型式
Type

白
White

青
Blue

構成
Composition
容量
Capasity

サンプル瓶 キャップ（白）Sample bottle Cap (White)
30mL

サイズ
Size

φ30×60mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene

222

仕様
Spec.

ベロ付
With opening

材質
Material

ポリエチレン
Polyethylene

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

サンプル瓶ラックSample bottle rack

生乳検査用30mLサンプル瓶（P.222）専用です。
Exclusive rack for 30mL Milk sample bottles.

50本用
for 50pcs

28本用
for 28pcs

コード番号
Code No.

19153060

19153070

型式
Type

50本用
for 50pcs

28本用
for 28pcs

サイズ
Size

360×182×50mm

255×145×50mm

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

223

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

サンプリングストロー（滅菌済）Sampling straws, Sterilized

バルククーラー内の生乳を、検査用として、衛生的にサンプリングできます。
For hygienic sampling of raw milk in the bulk
cooler.

コード番号
Code No.

19141200

入数
Spec.
サイズ
Size

19141300
10本
10Sheets

φ6×800mm

材質
Material

φ6×500mm

ポリプロピレン
Polypropylene

サンプリングストローケース
Case for sampling straws

サンプリングストロー（P.224 19141300）を収納するケースです。持ち運びに便利です。
Carry case for "19141300"sampling straws.

224

コード番号
Code No.

01207300

容量（収納本数）
Capacity

20本
20pcs

サイズ
Size

φ43×545mm

材質
Material

ポリプロピレン
Polypropylene

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

デルボテスト SP-NT

Antibiotics residue tester, Delvotest SP-NT
生乳の残留抗生物質、特にペニシリンとサルファ剤の残留を迅速、正確に測定するキットです。検体数により分離して使用できます。測定には別途恒温器が必要
です。
コード番号
Code No.

17164000

型式
Type

SP-NT

構成
Composition

寒天培地入りアンプル25×4ブロック
ディスポピペットチップ×100本
Ample with agar 25×4 blocks
Disposal pippette tipsx100pcs● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

ワイカトミルクメーター（ワンタッチブラケット付）
Milk meter with Snap on Bracket

ICAR認定品です。固体ごとの乳量を精度高く計測できます。
Approved by ICAR. Measure milk volume accurately per individual cow.
コード番号
Code No.

17156500

型式
Type

ワンタッチブラケット付
With one-touch blacket.

測定範囲
Measurable range

0～30kg

測定精度
Accuracy±2％● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

225乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

牛乳輸送缶

Milk transportation pail
牛乳を衛生的に保管し、輸送することができます。
For hygienic storage and transportation of milk.
コード番号
Code No.

18001500

18003500

型式
Type

40kg缶
40kg pail20kg缶
20kg pail

容量
Capacity

36L

18L

サイズ
Size

φ300×700mm

φ260×520mm

質量
Weight

7.7kg

3.3kg

材質
Material

ステンレス
SUS

40kg缶
40kg pail20kg缶
20kg pail

搾乳バケツ
Milking bucket

ステンレス製のテーパーつき搾乳バケツです。
Stainless made milk bucket with taper.
コード番号
Code No.

18004000

18005000

型式Type

大 16kgLarge 16kg

小 12kgSmall 12kg

材質
Material

ステンレス
SUS

小 12kgSmall 12kg

226

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

酪農前掛
Dairy apron

特殊スプリング入りで、腰にワンタッチで着脱できます。
Easy to wear and remove with incorporated special spring.

A 前割
A front slit

コード番号
Code No.

18008000

18010000

18011000

型式
Type

A 前割
A front slit

B

B

色
Color

白
White

白
White

紺
Navy

B紺
B navy● 18008000は在庫品のみの販売です。
18008000 is stock only.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

227

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

食肉脂質測定装置
食肉の脂肪酸組成（オレイン酸、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、他）が、枝肉冷蔵庫内で測定可能です。従来品と比較して、オプチカルファイバーを強化したので使い勝手が向上しています。
装置外観・ハンディタイプ
・本体とプローブが一体化
・防滴仕様に準拠
・別置型リファレンスホルダーを採用
・プローブヘッドの小型化

ソフトウェア・ソフトウェアは装置本体と別PCの2種類
・構成名は英数字16文字まで・枝番ファイル名は英数字8文字まで・保存ボタンがなくなり自動保存のみ
ディスプレイ表示
・WindowsPCを廃止し、マイコンによる制御に変更
・5インチの液晶ディスプレイ
・英数字での表記(構成名、枝番ファイル名、成分値名称など)

装置内部
・データ抜き取りはMicroSD
・無線通信によるパラメータ(測定回数は露光時間等)の変更可能
・測定時のみランプ点灯※写真はイメージです。

コード番号17305100

型式

S-7740

構成

本体、別置型リファレンスホルダー、リチウムイオンバッテリー、バッテリー充電用ACアダプター
ソフトウェアバックアップ用CD-R、設定変更用専用ソフトウェア、肩掛けベルト、専用収納ケース、取扱説明書（microSD内に収納）※各1式が標準付属

測定項目①オレイン酸②飽和脂肪酸③一価不飽和脂肪酸（①〜③出荷時インストール済み項目）※検量線作成により他の項目測定可能

測定波長範囲700〜1,050nm

測定時間2〜3秒/1回測定

ファイバー

本体組込型

光源

平均寿命 40,000時間

ソフトウェア

食肉脂質測定プログラム（PC専用）

インターフェース

USB 2.0

連続作動時間

約7時間

充電時間

約3時間

電源

専用リチウムイオンバッテリー（1本）

サイズ（W.D.H.）

100×516×149mm

質量

約1.7kgオプション

228● バーコードオプション● 制御用別PC

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

LEDハンディライト
LED handy light for meat color

枝肉の脂肪や肉の色沢を確認するときに使用する太陽光に近い光を照射するLEDを用いたハンディライトです。先端レンズ
は見たい部分を鮮明に照らすことができる形状です。
ヘッド部位は3段階の角度調整ができます。

LED handy light to be used to check the color of carcasses, laster of fat. This light is close to sunlight. The
shape of lens is suitable to clearly illuminate the partyou want to focus.
The head angle can be adjusted in 3 stages.

コード番号
Code No.

17312100

構成
Composition

本体 保護キャップ ショルダーベルト
Main unit Protective cap Shoulder belt

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

φ63×240mm（ヘッド曲げ時：63×95×206mm）
φ63×240mm (Head bending：63×95×206mm)

電源Power source

AC100V（リチウムイオン充電池 6.5時間充電）AC100V(Lithium ion rechargeable battery 6.5 hours charge)

質量
Weight250g

別売部品

Option

コード番号
Code No.

17312101

17312102

17312103

型式
Type

フード
Hood

リアキャップRear cap

ストラップ
Strap

写真はイメージです
The photograph is an image

板鋸Saw

牛や豚の解体用に使用します。肉と骨を一緒に解体します。
※刃の交換はできません

For dissection of slaughtered animal. Possible to cut the meat and bones together.
*Blade is not replaceable.

コード番号
Code No.

18201000

サイズ
Size

450mm (18inch)

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

229

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

骨切弓鋸 樹脂柄
Hack saw

牛や豚の解体用に使用します。肉と骨を一緒に解体します。
For dissection of slaughtered animal. Cutting
meat and bones together.
コード番号
Code No.

18207000

サイズ
Size

500mm

検査鈎

Inspection hook
枝肉や、大きな食肉を引っかけて使用します。
To be used to hang the carcass or lump of meat.
コード番号
Code No.

18209000

サイズ
Size

310mm

質量
Weight170g

230

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

剥皮刀

Skinning knife
解体時に皮をはがす時に使用します。
To be used to peel off meat skin in dissection.
コード番号
Code No.

18213000

サイズ
Size

310mm

刃長
Blade

170mm

質量
Weight130g

阪型サバキ
Dressing knife

肉と骨を切り離す時に使用します。
To be used to cut the meat off the bone.
コード番号
Code No.

18215000

サイズ
Size

270mm

刃長
Blade

150mm

質量
Weight160g

材質
material

刃：炭素鋼 柄：黒合板
Blade：carbon steel
Handle：black ply wood

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

231

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

骨スキ刀
Deboning knife

肉と骨を切り離す時に使用します。
To be used to cut the meat off the bone.
コード番号
Code No.

18216000

サイズ
Size

260mm

刃長
Blade

145mm

質量
Weight

150g

材質
material

刃：炭素鋼 柄：黒合板
Blade：carbon steel
Handle：black ply wood

筋ヒキ刀
Sinewing knife

筋引刀。肉のブロック解体時に筋を切り分けます。
Cut the muscle off the meat in dissection.

232

コード番号
Code No.

18217000

サイズ
Size

360mm

刃長
Blade

240mm

質量
Weight200g

材質
material

刃：炭素鋼 柄：黒合板
Blade：carbon steel
Grip：black plywood

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

平切刀（肉切）Butcher knife

肉を切り分けたりと様々な用途に使用します。
For various use like cutting meat out or etc.
コード番号
Code No.

18219000

18220000

18221000

サイズ
Size

360mm

400mm

440mm

刃長
Blade

240mm

270mm

300mm

質量
Weight

200g

240g

285g

材質
material

360mm

400mm

刃：炭素鋼 柄：黒合板
Blade：carbon steel
Grip：black plywood

棒ヤスリ
File

包丁で肉を切っていると、刃先に脂肪が付着して切れ味が悪くなります。刃先の脂肪を取り除く道具です。
To be used to remove the fat, sticked to theblade.
コード番号
Code No.

18226000

サイズ
Size

470mm

質量
Weight390g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

233

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

ボーントリマー
Bone trimmer

カット肉を傷つけることなくバラボネを効率よく抜きとる簡易肉そぎ器です。
To be used to pick the rib bones efficiently
without damage on meat.
コード番号
Code No.

18241000

構成
Composition

柄 ボーントリマーワイヤー ×5
Handle Bone trimmer wires 5pcs

サイズ
Size

柄：120×15×75mm
ボーントリマーワイヤー：320mm
Handle：120×15×75mm
Bone trimmer wire：320mm

質量
Weight100g

ボーントリマーワイヤー

Bone trimmer wires

コード番号
Code No.

18241001

入数
Contents

5本
5pcs

質量
Weight10g

ボーントリマーワイヤー
Bone trimmer wire

ジョーズクリップ/ハンドローダー
Jaws clip/Handrodder

牛、緬山羊をと畜場で解体処理する時に胃の内容物で枝肉が汚染されることを防ぐため食道を閉鎖（結紮）する樹脂製のワンタッチ式クリップです。
ハンドローダーを使用することにより効率よく装着できます。
Clip for closing the weasand to prevent contamination by the gastric content during carcass process. Efficient installation by using ahand rodder.

コード番号
Code No.

17315000

17317000

型式Type

ジョーズクリップ
Jaws clip

ハンドローダー
Handrodder

入数Contents.

1,000個1,000pcs

1本
1set

サイズ
Size

幅 45mmWidth 45mm

全長 790mm
Length 790mm

質量
Weightージョーズクリップ
Jaws clip

ハンドローダー
Handrodder

525g● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

234

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

検肉スタンプパッド
Stamp pad

検肉スタンプインク（P.235）用インク吸着台です。
Stamp ink pad for processed meat inspection.
コード番号
Code No.

17307500

構成
Composition

本体 専用スポンジ キャップ 中栓
Main unit Exclusive sponge
Cap Inner plug

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

130×260×30mm

質量
Weight100g

別売部品

Option

コード番号
Code No.

17308000

型式
Type

検肉スタンプパッド用スポンジ
Sponge
検肉スタンプパッド用スポンジ
Sponge

検印スタンプインク
Meat inspection stamp ink

食肉処理場で枝肉の検印用に使用するインクです。
インク成分は食安発第0512001号に基づいて製造している紫色のインクです。
Use for dressed carcass in slaughters house.
This purple ink is made from the components
according to No.0512001 Article of Department Food Safety.
コード番号
Code No.

17307000

17307100

容量
Capacity

500mL

5L

サイズ
Size

68×68×170mm

φ170×350mm

500mL

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

235

乳・ 肉検査機器

Milk and meat inspection instruments

家畜電気と畜装置 ST-EC-2-1
Stunning equipment for livestock animal, ST-EC-2-1

牛豚などの疫病動物を安全に確実に処理できます。対象動物
により加電圧を250Vまたは350Vに変更して使用します。限
定的な頭数に対応しているため、一時的な多頭数処理には適しておりません。操作者の安全性、装置の保護等の機能も装備されています。

販売
中止

コード番号
Code No.

18250100

型式
Type

ST-EC-2-1

構成
Composition

本体 鉗子 ゴム手袋 ワイヤーブラシ
Main unit Forceps Rubber gloves

Wire brush
販売

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H）

本体：約570×180×330mm 鉗子：約930×280mm（ケーブル長：2～7m）
中止
Main unit：570×180×330mm approx. Forceps：930×280mm approx. (cable length：2～7m)

電源Power source

AC110V/230V

質量
Weight本体：約17.8kg 鉗子：4.1kg
Main unit：17.8kg approx. Forceps：4.1kg

236

45-60Hz

1.3A-3.0A

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

食品分析機器
Food analytical equipment

乳成分測定装置 DairySpec FT Dairy analyzer, DairySpec FT････････････････････････････････････････････ 238
生乳体細胞数/乳成分測定装置 Dairy Spec FT Combi Dairy analyzer, Dairy Spec FT Combi･･････････････ 239
生乳体細胞数/乳成分測定装置 Bentley FTS Combi Dairy analyzer, Bentley FTS Combi ････････････････････ 240
生乳体細胞数測定装置 Somacount FC Dairy analyzer, Somacount FC･･･････････････････････････････････ 241
生乳細菌数/生乳体細胞数測定装置 Bacto Count IBCm Dairy analyzer, Bacto Count IBCm････････････････ 241
生乳細菌数測定装置 Bacto Count IBC Dairy analyzer, Bacto Count IBC･････････････････････････････････ 242
生乳体細胞数測定装置 ADAM SCC2 Somatic cell counter, ADAM SCC2 ･････････････････････････････････ 242
恒温水槽 牛乳加温器 Shaking water bath for milk sample ････････････････････････････････････････････････ 243237

食品分析機器

Food analytical equipment

乳成分測定装置 DairySpec FT
Dairy analyzer, DairySpec FT

フーリエ変換分光光度計の原理により、生乳・乳製品中の脂肪、たんぱく質、乳糖、SNF、TS、氷点、尿素の測定を行えます。自動リンス、自動ゼロ点、サンプル加温等の機能を搭載しています。
他の測定項目もオプションとして用意してありますのでお問い
合わせください。

コード番号
Code No.

19500300

型式
Type

DairySpec FT

サンプル量
Sample amount

6～8mL

サンプル温度Sample temp.

4～42℃

測定成分
Measuring component

脂肪 たんぱく質 乳糖 SNF TS 氷点 尿素
Fat Protein Lactose SNF TS freezing point

測定範囲
Measurable range

0～40％
0～40％

サンプル・タイプ
Sample type

牛 山羊 羊Cow Goat

精度（Cv）
Accuracy（Cv）

Cv＞1％ 全ての測定項目
Cv＞1％ for all items

繰り返し精度（Cv）
Repeating accuracy（Cv）

Cv＞0.5％ 全ての測定項目
Cv＞0.5％ for all items

キャリーオーバー
Carry Over

＜1.0％

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

660×610×394mm

電源Power source

AC110/220V

重量
Weight45.4kg● 納期ご確認ください。

238

Urea

全ての測定項目
for all items
水牛
Sheep

Baffalo50/60Hz

Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

食品分析機器

Food analytical equipment

生乳体細胞数/乳成分測定装置 Dairy Spec FT Combi
Dairy analyzer, Dairy Spec FT Combi

Dairy Spec FT（P.238）とSomacount FC（P.241）をコンビ化した装置です。
1時間あたりの測定数は、100/150/200/250/300を用意しています。

乳成分測定装置

生乳体細胞数測定装置
Somacount FC

DairySpec FT

コード番号
Code No.

19500300

コード番号
Code No.

19502400

型式
Type

DairySpec FT

型式
Type

Somacount FC

サンプル量
Sample amount

6～8mL

サンプル温度Sample temp.

4～42℃

測定成分
Measuring component

脂肪 たんぱく質 乳糖 SNF TS 氷点
Fat Protein Lactose SNF TS
Freezing point Urea

測定範囲
Measurable range

0～40％
0～40％

サンプル・タイプ
Sample type

牛 山羊 羊 水牛
Cow Goat Sheep Baffalo

精度（Cv）
Accuracy（Cv）

Cv＞1％
Cv＞1％

繰り返し精度（Cv）
Repeating accuracy（Cv）

Cv＞0.5％ 全ての測定項目
Cv＞0.5％ for all items

キャリーオーバー
Carry Over

＜1.0％

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

660×610×394mm

電源Power source

AC110/220V

重量
Weight45.4kg● 納期ご確認ください。

150検体/時間測定サンプル数（オートサンプラー使用時）
Sample number 150samples/hour(with Auto sampler)
尿素

全ての測定項目
for all items

全ての測定項目
for all items

サンプル量
Sample amount＜5mL

サンプル温度Sample temp.

38～42℃

電源
Power source

AC110～120V/200～240V、50/60Hz● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

50/60Hz

Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

239

食品分析機器

Food analytical equipment

生乳体細胞数/乳成分測定装置 Bentley FTS Combi
Dairy analyzer, Bentley FTS Combi

Bentley FTS Combiは、1時間当たり600/500/400検体の測定を行います。生乳・体細胞数測定装置（Somacount FCM）と
生乳・乳製品成分測定装置（Bentley FTS）を連動し、コンベアーに乗せたサンプルの測定を行います。
また、同時にバーコードによるサンプル管理をすることができます。FCMは、フローサイトメトリー技術を用いて体細胞数を測定します。また、FTSは、フーリエ変換分光光度計の原理により乳中の脂肪、たんぱく質、乳糖、SNF、TS、氷点、尿素の測定を行います。
他の測定項目もオプションとして用意してありますのでお問い合
わせください。FCM・FTSそれぞれ単体でも販売しています。

コード番号
Code No.
構成
Composition
サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）
電源Power source

19500200
Somacount FCM

Bentley FTS

830×600×380mm（本体のみ）
830×600×380mm (Main unit only)
AC115/220V

50/60Hz● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

240

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

食品分析機器

Food analytical equipment

生乳体細胞数測定装置 Somacount FC
Dairy analyzer, Somacount FC

Somacount FCは、高い精度を備えた体細胞数測定装置です。高い信頼性、簡単な操作、正確な測定ができるように設計されています。体細胞数測定の分析機として理想的な機能を備えております。

コード番号
Code No.

19502400

型式
Type

Somacount FC

測定サンプル数
Measured amount

150検体/時間（オートサンプラー使用時）
150samples/hour(with Auto sampler)

サンプル量
Sample amount＜5mL

サンプル温度Sample temp.

38～42℃

電源
Power source

AC110～120V/200～240V、50/60Hz● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

生乳細菌数/生乳体細胞数測定装置 Bacto Count IBCm
Dairy analyzer, Bacto Count IBCm

フローサイトメトリー技術を用いた、卓上型、生乳中の細菌数測定装置です。
オプションで体細胞数の測定もできるため、体細胞数測定装置としても使用できます。

コード番号
Code No.

19501000

型式
Type

Bacto Count IBCm

測定成分
Measurable
component

細菌数 体細胞数（オプション）
Bacteria
Somatic cells in raw milk

測定時間
Measuring time

最初のサンプルは10分、以降連続は約2分
10 min for first sample
2 min for later continuous.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

580×470×380mm

電源Power source

AC115/220V

質量
Weight30kg

50/60Hz● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

241

食品分析機器

Food analytical equipment

生乳細菌数測定装置 Bacto Count IBC
Dairy analyzer, Bacto Count IBC

オートサンプラーおよびコンベアーを備えた、全自動型細菌数測定装置です。フローサイトメトリー技術を用いて測定を行います。測定サンプル数により3種類のタイプを用意しています。
コード番号
Code No.

19501200

型式
Type

Bacto Count IBC

測定成分
Measuringcomponent

細菌数
Number of bacteria

測定サンプル数
Measuring time

Model A（50検体/時間）
Model B（100検体/時間）
Model C（150検体/時間）
Model A, B, C

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

1,524×610×1,219mm

電源Power source

AC115/220V

質量
Weight115kg

50/60Hz● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

生乳体細胞数測定装置 ADAM SCC2
Somatic cell counter, ADAM SCC2

生乳中の体細胞数を自動的に測定します。人為的測定誤差が少なく精度の高い体細胞数測定が可能で、約20秒で測定結果が表示されます（最大4検体）。
コード番号
Code No.

19602100型式
Type

ADAM SCC2構成
Composition

本体 試薬キット400検体分（4検体×100枚）
テンキー バーコードリーダー
Main unit Reagent kit for 400 specimens(4specimens×100sheets)
Numeric keypad Bar code reader

測定範囲
Measurable range

0.05～1.15×10 6個/mL
0.05～1.15×10 6/mL

測定サンプル量Loading volume

13μL

測定時間
Measuring time

約20秒
20 sec approx.

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

276×277×270mm

電源
Power source

AC100/220V

質量
Weight7kg● 納期ご確認ください。

242

ADAM SCC250/60Hz

Please ask us for delivery date.
外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

食品分析機器

Food analytical equipment

恒温水槽 牛乳加温器
Shaking water bath for milk sample

牛脂肪の測定には、試料を充分に混和させ、加温により脂肪を溶解させる必要があります。本器は40～50℃の適温と振盪装置により、試料を同時に各個解混合しますので牛乳脂肪の測定を一層効率化します。

To measure milk fat, it is necessary to mix the sample
well and warm it to dissolve the fat. This water bathis to warm up the sample to 40-50℃. Oscillation function provided.

小
Small

コード番号
Code No.

19065000

19065500

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

外寸：1,000×520×720mm 内寸：885×440×180mm
out：1,000×520×720mm in：885×440×180mm

外寸：585×485×170mm 内寸：420×420×120mm
out：585×485×170mm in：420×420×120mm

電源
Power source

AC100V

50/60Hz● 納期ご確認ください。
Please ask us for delivery date.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

243

244

手入・管理器械

Grooming, dehorning and animal management

テールスパッター（断尾器） Tail docker, gas heated type ･･････････････････････････････････････････････････ 246
電気バリカン 牛用 Model 510 Electric clipper for cattle, Model 510･･･････････････････････････････････････ 246
電気バリカン 緬山羊用 SH-21 Electric clipper for sheep and goat, SH-21･･･････････････････････････････････ 247
電気バリカン 小動物用 A5型/A5型2スピード Electric clipper for small animal, A5/A5 2speed ･････････････ 247
ブラックショッカー Black shocker for livestock driving･････････････････････････････････････････････････････ 248
種豚プレート Breeding information board for boar････････････････････････････････････････････････････････ 248
ブリーディングボード/ワンタッチ牛名板
Breeding information board for cattle/One-touch breeding information board for cattle･･･････････････････ 249
ぽかぽかーふ Calf jacket, Pokapo Calf ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 250
削蹄具 牛用 Hoof trimming tools for cow ･･････････････････････････････････････････････････････････････････251
削蹄用前垂/削蹄用前垂 特型 Apron for hoof work/Apron for hoof work, special type･･･････････････････････251
電気削蹄器 Electric hoof trimmer･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 252
剪鉗 牛用Ⅱ Hoof nipper for cattleⅡ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 252
剪鉗 馬用 Hoof nipper for stallion ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 253
刮削刀 Drawing knife･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 253
鎌型蹄刀 Hoof sickle･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 254
ナタ型蹄刀 Hoof hatchet ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 254
削蹄槌 Hoof hammer･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 255
蹄ヤスリ Hoof rasp ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 255
牛爪切剪鉗 HK型 Hoof nipper for cattle, HK type ････････････････････････････････････････････････････････ 256
動物用ニッパー Veterinary nipper ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 256245

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management◆動物用一般医療機器

テールスパッター（断尾器）
Tail docker, gas heated type
子豚（生後2～4日）の断尾に使用するガス(ガス充填式)焼灼器です。コードレスのため場所を選ばずに使用できます。ライター用ガスボンベで充填でき、1回の充填で約40分間使用できます。
交換用替刃及びガスシリンダーがあるので、長く使用できます。
Gas-type cautery used for tail docking ofpiglets (2-4days from birth).
Used in anywhere for cordless type.
Chargeable with gas cylinder for lighter touse for about 40 minutes.
Blades and gas cylinder replaceable.

別売部品

Option

コード番号
Code No.

21050000

コード番号
Code No.

21050100

21050200

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

165mm（切断部：15mm）
165mm (Cutting part：15mm)

型式
Type

テールスパッター 替刃
replacement blades

テールスパッター
Gas cylinder

質量
Weight

400g

サイズ
Size

54mm

110mm

仕様
Spec

ー

ライター用ガス使用
Gas cylinder for lighter

ガスシリンダー

電気バリカン 牛用 Model 510
Electric clipper for cattle, Model 510

牛、馬、豚等の長毛を、効率良く毛刈できます。
For efficient clipping of cattle, horse, pig, etc.
コード番号
Code No.

21013500

構成
Composition

収納ケース 本体 上刃83AU 下刃84AU
Carry case Main unit
Top blade 83AU Bottom blade 84AU

サイズ
Size

320mm 中止

電源Power source

AC100V

質量
Weight

2.2kg

別売部品

Option販売

販売中止

50/60Hz替刃上 83AUTop blade 83AU

● コード番号21013500につきましては、販売中止です。
Code No. 21013500 was discontinued to produce.

替刃 510用

246

Available blades

替刃下 84AU
Bottom blade 84AU

コード番号
Code No.

21013003

21013004

型式
Type

替刃上 83AUTop blade 83AU

替刃下 84AU
Bottom blade 84AU

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

電気バリカン 緬山羊用 SH-21
Electric clipper for sheep and goat, SH-21

緬羊、山羊専用の毛刈に使用するため、刃部が鋭くなっています。
For clipping of sheep and goat with sharper blade.
替刃上 P2311
Top blade P2311

販売
中止

コード番号
Code No.

21014600

構成
Composition

収納ケース 本体 上刃P2311 下刃P1082
Carry case Main unit
Top blade P2311 Bottom blade P1082

サイズ
Size

360mm

電源
Power source

AC100V

質量
Weight

2.2kg

販売
中止

替刃下 P1082
Bottom blade P1082

替刃 SH-21用

50/60Hz● コード番号21014600につきましては、販売中止です。
Code No. 21014600 was discontinued to produce.

Available blades

コード番号
Code No.

21014700

21014800

型式
Type

替刃上 P2311
Top blade P2311

替刃下 P1082
Bottom blade P1082

電気バリカン 小動物用 A5型/A5型2スピード
Electric clipper for small animal, A5/A5 2speed

犬、猫の毛刈、トリミング、大動物の手術部周辺の毛刈に使用するバリカンです。A5型2スピードは回転数をスイッチで切り替えることができます。
替刃はSIZE10を標準装備していますが、使用目的によって様々な替刃を用意しています。
コード番号
Code No.

21017500

21018000

型式
Type

A5型
A5

A5型2スピード
A5 2speed

構成
Composition

本体

替刃SIZE10

Main unit Blade SIZE10
販売中止 180mm

サイズ
Size
電源
Power source

AC100V

質量
WeightFor clipping hair in advance to surgical operation ofdogs and cats.
Press the switch to change the speed rotation on
A5-2 model.
Size #10 blade is equipped as standard. Optional
blades are selectable according to your application.

販売
中止

別売部品

SIZE1050/60Hz770g● コード番号21017500、21018000につきましては、販売中止です。
Code No. 21017500,21018000 was discontinued to produce.

替刃

OptionSIZE15

SIZE30Available blades

コード番号
Code No.

21017002

21017005

21017006

21017007

21017008

型式
Type

SIZE5

SIZE10

SIZE15

SIZE30SIZE40

仕様
Spec

6.3mm

1.5mm

1.2mm

0.5mm

0.25mm用途
for use

背部用（長刃）Back part (long blade)

腹部用（中間刃）
Abdomen (middle blade)

プードル用（中密刃）
Poodle (middle-density)

ショー用 毛刈用Dog show (shaving)

手術用Surgery

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

247

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

ブラックショッカー
Black shocker for livestock driving

豚など家畜の追い込み用電気ショッカーです。
※微弱電流ですが、高電圧が流れるため、取り扱いには注意してください。

Electric shocker for driving livestock back to barn.
*Please take care of handling this tool, as high-pressure electric
current goes.

コード番号
Code No.

28001500

28002250

型式
Type

ブラックショッカー
Black shocker

ゴムカバー
Rubber cover

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

170×60×28mm

電源Power source

DC4.5V（単3形×3）
DC4.5V (AA battery×3)

質量
Weight190g（除：単3形）
190g (Excluding battery)

販売
ー
中止
ー

ブラックショッカー
Black shocker

販売
中止

ー
ゴムカバー
Rubber cover

種豚プレートBreeding information board for boar
種豚の情報を記載するプレートです。特注型の対応をしています（100枚以上）。
Plate with boar information. Custom-made (100pcs
or more) available.
コード番号
Code No.

28003000

28003500

型式
Type

A

B

サイズ
Size

300×227×2mm

300×227×1mm

材質
Material

塩化ビニールPVC● A、Bは板厚が違います。
A and B have different thickness.

248

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

ブリーディングボード/ワンタッチ牛名板

Breeding information board for cattle/One-touch breeding information board for cattle
牛の情報を記載するプレートです。小版は表裏記載できます。
特注型の対応をしています（100枚以上）。

ブリーディングボード 大版
Breeding information board for cattle Large

Board with cattle information. The small size can beused on both sides.
Custom-made (100pcs or more) is available.

ワンタッチ牛名板 無板
One-touch breeding information board for cattle
No information

ブリーディングボード 小版
Breeding information board for cattle Small

ワンタッチ牛名板 有板
One-touch breeding information board for cattle
With information

ブリーディングボード
Breeding information board for cattle
コード番号
Code No.

28004000

28004500

型式
Type

小版
Small

大版
Large

サイズ
Size

300×227×2mm

450×300×1mm

材質
Material

ワンタッチ牛名板

塩化ビニールPVC

One-touch breeding information board for cattle

コード番号
Code No.

28005100

28005200

28005300

28005400

型式
Type

有板
With information

無板
No information

有板 大フック
With information large hook

無板 大フックNo information large hook

サイズ
Size
フック径
Hook diameter
材質
Material

220×180×2mm
φ430mm

φ580mm
塩化ビニールPVC

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

249

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

ぽかぽかーふCalf jacket, Pokapo Calf

子牛の防寒着として使用します。素材がキルト生地のため防風性と保温性が高く、撥水仕様のため濡れにくいです。国内産のため縫製がしっかりしており耐久性に優れています。
ジャケットと腹巻きの2種類があり、それぞれに極寒地用のハ
イグレード仕様もあります。

Cold protection jacket for calf. The material is quilted fabric, windproof and heat-retaining. Water repellent. Made in Japan, it has excellent durability.
There are two types, the jacket and the belly band.
There is also a high-grade type for extremely cold
regions.
ST ジャケットST Jacket

BA
ST 腹巻きST stomach band
ST ジャケットST Jacket
EDF

スタンダード仕様

C

ST 腹巻きST stomach band

Standard ver.

コード番号
Code No.

21001000

21001100

21001200

21001300

型式
TypeST ジャケット M
ST Jacket M

ST ジャケット L
ST Jacket L

ST 腹巻き M
ST stomach band M

ST 腹巻き L
ST stomach band L

サイズ
Size

810×740mm (A×B)

1,070×820mm (A×B)

725×670×160×255mm(C×D×E×F)

910×770×160×310mm(C×D×E×F)

対象月齢
Target age

乳牛：1か月未満
和牛：～1.5か月齢
Dairy：till 1month
Wagyu：till 1.5months

乳牛：1か月齢～
和牛：1.5か月齢～
Dairy：1month ～Wagyu：1.5month ～乳牛：1か月未満
和牛：～1.5か月齢
Dairy：till 1month
Wagyu：till 1.5months

乳牛：1か月齢～
和牛：1.5か月齢～
Dairy：1month ～Wagyu：1.5month ～材質
Material

ジャケット：キルト生地 ベルト：ゴム
Jaket：Quilted fabric Belt：Rubber

ハイグレード仕様

High grade ver.

コード番号
Code No.

21001400

21001500

型式
Type

HI ジャケット M
HI Jacket M

HI ジャケット L
HI Jacket L

サイズ
Size

810×740mm (A×B)

1,070×820mm (A×B)

対象月齢
Target age

乳牛：1か月未満
和牛：～1.5か月齢
Dairy：till 1month
Wagyu：till 1.5months

乳牛：1か月齢～
和牛：1.5か月齢～
Dairy：1month ～Wagyu：1.5month ～材質
Material

ジャケット：キルト生地 ベルト：ゴム
Jaket：Quilted fabric Belt：Rubber● 受注生産品です。 極寒地仕様ですが通常はスタンダード仕様で十分です。
Made-to-order. Suitable for extremely cold regions.

250

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

削蹄具 牛用Hoof trimming tools for cow
蹄病処理、蹄矯正等の削蹄に使用する手入れ用具をそろえたセットです。
Tools set for hoof disease treatment, or
straightening the irregular hoof, etc.

販売
中止

コード番号
Code No.

21025000

21025050

型式
Type

普及型
Standard type

特型
Special type

構成
Composition●収納用ケース ●削蹄用 前垂 ●剪鉗 牛用Ⅱ●刮削刀 木柄 ●鎌型蹄刀 牛 C型 ●ナタ型蹄刀 小販売
下刃●削蹄槌 ●蹄ヤスリ B 30cm
中止
●Carry case ●Apron for hoof work
●Hoof nipper for cattle Ⅱ ●Drawing knife●Hoof sickle for cattle C type
●Hoof hatchet lowerblade S ●Hoof hammer●Hoof rasp B 30cm

●収納用巻サック ●削蹄用 前垂 ●剪鉗 牛用Ⅱ●刮削刀 木柄 ●鎌型蹄刀 牛 C型 ●ナタ型蹄刀 小 下刃
●削蹄槌 ●蹄ヤスリ A 35cm ●鎌型蹄刀 馬 B型
●牛爪切剪鉗 HK型 ●金ブラシ●Carry case (Roll) ●Apron for hoof work
●Hoof nipper for cattle Ⅱ ●Drawing knife●Hoof sickle for cattle C type
●Hoof hatchet lowerblade S ●Hoof hammer●Hoof rasp A 35cm ●Hoof sickle for horse B type
●Hoof nipper for HK type ●Metal brush

質量
Weight約2kg
2kg approx.

約4kg
4kg approx.

● 納期ご確認ください。

Please ask us for delivery date.

削蹄用前垂/削蹄用前垂 特型

Apron for hoof work/Apron for hoof work, special type
厚手綿製の素材でできています。削蹄時に蹄刀等の刃物を使用する際に使用することができます。
特型は蹄固定部（股部）が皮張りになっています。
Made of thick waven cotton. To be used forsafety during hoof treatment.
Leather coating provided on the crotch partof the special type.
コード番号
Code No.

21025100

21025200

型式
Type

ー

特型
Special type

サイズ
Size

約550×780mm
550×780mm
approx.

約850×900mm
850×900mm
approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Speciﬁcations are subject to change without prior notice.

特型Special type251

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

電気削蹄器

Electric hoof trimmer
特殊な削蹄刃を使用しており、蹄切削（削蹄）が安全に効率良くできます。
コード番号
Code No.

21024100

21024200

型式
Type

替刃 大付
with Large blade

替刃 小付with small blade

構成
Composition

本体 削蹄刃（丸形カッター4個）
Main unit Blades (Round cutter×4)

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）
削蹄刃
Blade size

φ100mm

φ85mm
AC100V

回転数
Rotation speed

替刃

替刃 大付
with Large blade

120×95×250mm

電源Power source

質量
WeightSpecific hoof trimming blade for safety and efficient
trimming.

50/60Hz

12,000rpm
2.4kg

別売部品

Option2kg

Replaceable blades（option）

コード番号
Code No.

21024101

21024102

型式
Type

電気削蹄器用 替刃 大
Large blade

電気削蹄器用 替刃 小Small blade

替刃 大
Large blade

替刃 小Small blade剪鉗 牛用Ⅱ

Hoof nipper for cattleⅡ
硬化した蹄や伸びすぎた蹄の蹄尖部とうを削切するのに使用します。
For trimming hardened hoof and over grown hoof-toe.

252

コード番号
Code No.

21027200

サイズ
Size

305mm（刃長：25mm）
305mm (Blade length：25mm)

質量
Weight660g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management剪鉗 馬用

Hoof nipper for stallion
硬化した蹄や伸びすぎた蹄の蹄尖部等を削切するのに使用します。
For trimming hardened hoof and over grown hoof-toe.

コード番号
Code No.

21029000

サイズ
Size

320mm（刃長：32mm）
320mm (Blade length：32mm)

質量
Weight700g

刮削刀Drawing knife
刀身がわずかに湾曲し、先端は丸く巻き込んだ構造になっているため、蹄底等の削切に使用します。
Slightly curved blade and rolled edge are effective to trim the hoof-bottom.
コード番号
Code No.

21030500

型式
Type

木柄
Wood handle

サイズ
Size

210mm

質量
Weight80g

材質
Material

刃部：ステンレス 柄：木Blade：SUS Grip：Wood

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

253

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

鎌型蹄刀
Hoof sickle

蹄底等の削切に使用します。右利き用、左利き用があります。

For hoof-bottom trimming.
handed type.

Available right and left

牛 C型
Cattle C type

馬 右手 B型
Horse R-hand B

馬 左手 B型
Horse L-hand B

コード番号
Code No.

21032600

21033100

21033500

型式
Type

牛 C型
Cattle C type

馬 右手 B型
Horse R-hand B

馬 左手 B型
Horse L-hand B

サイズ
Size

175mm（刃長：80mm）
175mm (Blade length：80mm)

250mm（刃長：80mm）
250mm (Blade length：80mm)

質量
Weight

80g

250g

ナタ型蹄刀
Hoof hatchet

削蹄槌で刃の嶺をたたきながら、蹄尖等の切断に使用します。
大小2種類あります。

Patting the blade ridge with hoof hammer, cut thehoof-toe. Large size and Small size available.

小 下刃
S, Lower blade

コード番号
Code No.

21034500

21034600

型式
Type

大 下刃
L, Lower blade

小 下刃
S, Lower blade

サイズ
Size

400mm

300mm

質量
Weight

520g

380g

254

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

削蹄槌

Hoof hammer
ナタ型蹄刀等を使用するとき、嶺部をたたく補助器具として使
用します。

コード番号
Code No.

21035500

サイズ
Size

300mm

質量
Weight580g

This hammer is used to pat on the blade ridge of hoofing tools.

蹄ヤスリ
Hoof rasp

削蹄専用のヤスリです。粗目ヤスリと細めヤスリが表裏に加工されています。

Exclusive rasp for hoofing. Coarse and fine files areprocessed on front and back.

A

B

コード番号
Code No.

21036000

21036500

型式
Type

A

B

サイズ
Size

350mm

300mm

質量
Weight

580g

500g

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

255

手入・ 管理器械

Grooming, dehorning and animal management

牛爪切剪鉗 HK型
Hoof nipper for cattle, HK type

硬化した蹄や伸びすぎた蹄の蹄尖部とうを削切するのに使用します。

コード番号
Code No.

21039100

サイズ
Size

410mm（刃長：35mm）
410mm (Blade length：35mm)

質量
Weight

2.3kg

For trimming the hardened hoof and over grownhoof-toe.

動物用ニッパー
Veterinary nipper

畜産現場で様々な用途に使用できるニッパーです。

コード番号
Code No.

05010500

サイズ
Size

140mm

質量
Weight90g

材質
Material

ステンレス
SUS

256

Nipper that can be used for various purposes at livestock farms.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

保定用器械

Restraining instruments

移動式保定枠 Restraining stall･ ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 258
鼻捻器 クサリ付 Nose twitch for horse･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 258
ノーズキャッチャーⅡ Nose catcher Ⅱ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 259
牛鼻穿孔器 Bull ring punch････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 259
牛鼻環 Bull ring･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 260
セイケンリング Bull ring, Seiken-ring･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 260
ナス環 Tie snap･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 261
ノンキークランプⅡ型 牛用 Non kick clamp for cattle, TypeⅡ････････････････････････････････････････････ 261
豚保定器ワイヤー式 Hog catcher, Wire type････････････････････････････････････････････････････････････ 262
豚保定器 Hog catcher, Improved type･････････････････････････････････････････････････････････････････ 262257

保定用器械

Restraining instruments

移動式保定枠
Restraining stall

組み立ても簡単、移動も容易にできる牛用簡易保定枠場です。
受精卵採卵、起立で診察を行う場合に前後、左右に平打縄等のロープを縛ることが容易にできます。
スタンチョン付はワンタッチで頭部の保定ができます。

スタンチョン付
With stanchion

This is a simple and easy-assembling restraining frame for cattle.
During embryo collection, examination or treatment, it is possible to tie up the cow right and left or back and forward.
With the stanchion type, you can hold the cattle head, too.

販売
中止
コード番号
Code No.

22001000

22001500

型式
Type

ときわ式
Tokiwa-Type

スタンチョン付

約125kg125kg approx.

約135kg135kg approx.

サイズ
Size
質量
Weight

販売With stanchion
中止1,300×2,120×1,900mm
1,300×2,120×1,800mm● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

部分がスタンチョンです。
The colored part is the stanchion.

鼻捻器 クサリ付
Nose twitch for horse

主に馬の診療に使用する簡易鼻保定具です。

コード番号
Code No.

22005000

型式
Type

45cm

サイズ
Size

450mm

質量
Weight

550g

258

To be used mainly for examination of horse.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

保定用器械

Restraining instruments

ノーズキャッチャーⅡ
Nose catcher Ⅱ

牛鼻環が装着されていない場合に使用する簡易保定器で、先端を牛の鼻部にかけてクサリで固定します。頭部を上に吊り上げ、柱等に縛り保定します。

コード番号
Code No.

22006600

サイズ
Size

220mm

質量
Weight530g

材質
Material

ステンレス
SUS

Nose catcher to be used when the cattle does nothave bull ring. Catch the nose and pull the chain.
Then, fix the chain to the poles over cattle head, etc.

牛鼻穿孔器
Bull ring punch

鼻環の装着の際、鼻孔に穴を開けることが容易にできます。
Punch the nose to wear bull ring.
コード番号
Code No.

22008000

型式
Type

鋭
Sharp

サイズ
Size

270mm

質量
Weight420g

材質
Material

鋼鉄、メッキSteel, plated

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

259

保定用器械

Restraining instruments

牛鼻環
Bull ring

牛鼻穿孔器で穿孔してから装着します。
After using the bull ring punch, wear this on
cow nose.
コード番号
Code No.

22010000

22012000

型式
Type

特大
XL

中
M

サイズ
（外径×全長）Size（outer×length）

φ11×101mm

φ7.5×85mm

質量
Weight

230g

85g

材質
Material

特大
XL

黄銅
Brass

中
M

セイケンリング
Bull ring, Seiken-ring

牛鼻穿孔器で穿孔してから装着します。色は黄色のみです。
After using the bull ring punch, wear this on the nose.
Yellow color.

260

コード番号
Code No.

22013500

色
Color

黄
Yellow

サイズ
Size

装着時直径100mm 太さ8mm
Dia.100mm (When installed) Thickness 8mm

質量Weight20g

入数Contents

10個
10pcs

材質
Material

ナイロン 樹脂
Nylon Plasti

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

保定用器械

Restraining instruments

ナス環
Tie snap

アメリカ式
American type

コード番号
Code No.

22020500

22020600

型式
Type

アメリカ式
American type

アメリカ式 特大American type、XL

サイズ
Size

105mm

125mm

質量
Weight170g

220g

アメリカ式 特大American type、XL

ノンキークランプⅡ型 牛用
Non kick clamp for cattle, TypeⅡ

牛の蹴り防止器です。長さを自由に調節できるので体格の異なる牛にも使えます。

This is to avoid to be kicked by cattle. Flexible adjustment of the width for different size of cattle.

A

コード番号
Code No.

22025500

サイズ A
Size A

330～540mm

質量
Weight1.8kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

261

保定用器械

Restraining instruments

豚保定器ワイヤー式
Hog catcher, Wire type

豚の検温、注射等を行う場合に使用する簡易保定器です。ワイヤーを口角にかけて強く引くことで、豚の動きを制御することができます。

Hog catcher to be used for temperature check, vaccinations, etc. Hook the wire to the mouth and pull itstrongly to hold the movement of hog.

別売部品
コード番号
Code No.

Option22040000

コード番号
Code No.

22040001

22040002

22040003

構成
Composition

握り柄 ワイヤー太 ワイヤー細 フック棒
Handle Wire Thick Wire Thin Hook stick

型式
Type

握り柄
Grip

ワイヤー太
Wire Thick

ワイヤー細
Wire Thin

サイズ
Size（Thicness×Length）

ワイヤー太 φ3×650mm ワイヤー細 φ2×500mm
Wire Thick φ3×650mm Wire Thin φ2×500mm

質量
Weight約220g
220g approx.

豚保定器

Hog catcher, Improved type
持柄つきワイヤー式保定器で、締め込んだワイヤーを自動的に固定ができてレバー操作で緩め、外せる構造になっています。
Wire-type retainer with a handle, Structured
as fix the screwed wire automatically andlose it with the lever to remove.
645mm

コード番号
Code No.

22041000

22041500

型式
Type

標準型
for pig

大型（種豚用）for large pig

サイズ
Size

262

645mm

ワイヤー長
Wire length

440mm

540mm

質量
Weight

1.7kg

1.8kg

ワイヤー長
Wire length

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

鶏卵検査用機器
Egg quality testing instruments

卵殻厚さ計 Eggshell thickness gauge･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 264
卵質計（卵白高測定器）/卵質測定台 Egg quality gauge/Egg quality measurement stand･･････････････････ 264
卵形係数測定器 Egg form coefficient measuring instrument ････････････････････････････････････････････ 265
卵質計算尺 ハウユニット換算尺 Egg conditioning counting ruler ･･･････････････････････････････････････････ 265

263

鶏卵検査用機器

Egg quality testing instruments

卵殻厚さ計

Eggshell thickness gauge
卵殻の厚さを1/100mmまで測定できます。
卵殻の曲面を正確に測るため、計測点は球状になっています。
Measurable the egg shell thickness up to 1/100mm.
To measure the curved surface of eggs, measuring
point is spherically shaped.
コード番号
Code No.

29002000

サイズ
Size

95mm

精度
Accuracy

1/100mm

質量
Weight120g

卵質計（卵白高測定器）/卵質測定台
Egg quality gauge/Egg quality measurement stand
卵質計は卵質測定台上に定置し、濃厚卵白の高さを測定します。その値から卵質計算尺でハウユニットを算出します。
卵質測定台は上部に透明硝子、中間に自在金具つき観察鏡をそなえ、割卵の検査を行います。
Place the 'Egg quality gauge' on the 'Egg quality measurement stand' to measure the heightof the albumen thickness to calculates theHaugh unit with 'Egg conditioning counting
ruler'.
'Egg quality measurement stand' is equippeda transparent glass on the top, and observation scope with metal fitting in the middle toobserve the cracked egg.

264

コード番号
Code No.

29003000

29004000

型式
Type

卵質計
Egg quality
gauge

卵質測定台
Egg quality
measurement stand

サイズ
Size

高さ 180mm
Hight 180mm

330×300×200mm

質量
Weight

400g

5.3kg

卵質計
Egg quality gauge

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

鶏卵検査用機器

Egg quality testing instruments

卵形係数測定器

Egg form coefficient measuring instrument
卵の長径と短径比を測定し、係数と指数化コード数を得ます。記号S、M、L（丸型、標準型、長型）の3種に分けることができます。
The measuring instrument which gives the ratio of the major axis to the minor. The coefficient and the code number (an index number)are displayed; the form is classified into threekinds, i.e., S, M, L (round, standard, and oblongtype).
コード番号
Code No.

29007000

サイズ
Size

240×280mm

質量
Weight1.8kg

卵質計算尺 ハウユニット換算尺Egg conditioning counting ruler

卵重（g）、濃厚卵白の高さからハウユニット（鮮度を表す指標の一つ）を算定し、米国農務省卵質公定基
準による格付けとの関係を求めます。
To be used to get Haugh-unit from a egg
weight and height of albumen according to
the correlation with the egg quality rating of
USDA basics.
コード番号
Code No.

29005000

サイズ
Size

220mm

質量
Weight100g● 在庫品のみの販売です。
While the stock lasts.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

265

鶏卵検査用機器

Egg quality testing instruments

卵殻強度計Ⅲ

Eggshell strength meter Ⅲ
卵殻強度を迅速、正確、簡単に測定できます。
スタートボタンを押すだけのワンタッチ操作です。
●タッチパネルで見やすく使い易い画面
・履歴表示
・グラフ表示・設定変更 など
●測定結果を付属のUSBメモリに保存し、PCに取込めます●日本語、英語、中国語の選択が可能●たまごのサイズに合わせてストロークの調整が可能
The device to measure the eggshell strength simply, swiftly
and accurately.
Stand your egg on the holder and just touch the start button.
●Easy-to-use touch screen・Measurement history
・Graph display function
・Setting change, etc●The results data are stored in USB memory and can beimported to PC.
●Language selectable, Japanese, English,Chinese.
●Up-stroke of the measuring head is adjustble according to
egg size.

266

コード番号
Code No.

29006700

測定範囲
Measurable range

最大10kgf（100Ｎ）
Max.10kgf（100Ｎ）

精度
Accuracy±0.2％

本体サイズ（mm）
Size（W.D.H）

奥行 250×幅 200×高さ320（突起部含まず）
200×250×320mm（Excluding protrusions）

質量
Weight約9.5kg（本体）Approx.9.5kg（Main unit）.

電源
Power source

AC90～260V（50Hz～60Hz）

ヒューズ
Fuse

2Ａ

消費電力
Power consumption

100W

製品内容
Contents

本体、電源コード、たまご台、USBメモリ、たまごスポンジ（大中小×各２個）、取扱説明書、保証書
Main unit, Power cord, Egg holder, USB memory stick,Egg sponge（L M S x 2pc each), Operation manual.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

環境測定機器

Enviromental testing instruments

コンポテスター（堆肥熟度判定器） Compost maturity tester, Compotester･･･････････････････････････････ 268
かぐやひめ（農畜試式） 小型堆肥化実験装置
Small scale composter, KAGUYAHIME (Livestock Experimental Station Method)･ ･･････････････････････ 269
堆肥用サーモラベル Thermo label for compost･････････････････････････････････････････････････････････ 270267

環境測定機器

Enviromental testing instruments

コンポテスター（堆肥熟度判定器）
Compost maturity tester, Compotester

堆肥の水分を調整し、秤量してセットするだけで、熟成具合を数値で判定できます。測定結果は堆肥1gが1分間に消費する酸
素消費量を整数値で表示します。
酸素消費量は堆肥内の易分解性有機物を好気性微生物が分解する呼吸作用を酸素センサーで測定して推定しています。

268

By simply adjusting moisture of the compost andweighing it, the machine judges the compost maturity. The machine measures the respiration amountof degradable organic matter by oxygen sensor, andrelatively estimates compost maturity.

コード番号
Code No.

33004000

構成
Composition

本体 堆肥ポット×2 ミニスコップ 電源コード
Main part Compost pod×2 Mini shovel Power code

使用環境
Environment to use

屋内 15～30℃
Indoor 15～30℃

出力端子
Output

RS232C

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

330×210×230mm

電源Power source

AC100V 50/60Hz

質量
Weight約10kg
10kg approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

環境測定機器

Enviromental testing instruments

かぐやひめ（農畜試式） 小型堆肥化実験装置
Small scale composter, KAGUYAHIME (Livestock Experimental Station Method)
少量の試料で堆肥化過程の各種発酵条件を再現できる実験用試験装置です。内部の発酵温度を連続記録と実験状況に応じた通気量の調整ができます。排気ガスの採集もできるため、臭気分析の実験装置としても使用できます。

An experimental test device which reproduces various fermentation conditions in the composting process with a small amount of sample. You can continuously record the fermentation temperature inside
and adjust the aeration rate according to the experimental situation. Since this unit collects exhaust gas,
it can be used as an experimental device for odor
analysis, too.

コード番号
Code No.

33001000

構成
Composition

本体 保温箱 温度記録計 温度センサー ポンプユニット エアー送風管 電源コード
Main unit Temperature sensor Pump unit Air blower Power cable

温度記録計
Thermograph-40～110℃/通信ケーブル付-40～110℃/with communication cable

ポンプユニットPump

0～2L/分 AC100V 50/60Hz
0～2L/min AC100V 50/60Hz

容量Capacity
サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）
質量
Weight

本体
Main body

保温箱
Box

約12.3L
12.3L approx.

ー

約φ260×700mm（排気管除）φ260×700mm (without drain tube) approx.

約500×500×940mm
500×500×940mm approx.

約9kg
9kg approx.

約25kg
25kg approx.

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

269

環境測定機器

Enviromental testing instruments

堆肥用サーモラベル
Thermo label for compost

堆肥の発酵温度を測定するために使用します。温度上昇により変色するシールラベルの示温部は変色す
ると色が戻らないため、最高到達温度を確実に検知できます。
Measure the compost fermentation temperature.
The sealing label which changes the color
according to increasing temperature, does
not return to the original color. So it is possible to detect the highest temperature.
遠沈管50mL
Centrifuge tube 50mL

270

コード番号
Code No.

33002200

型式
Type

U-50

構成
Composition

遠沈管50mL シールラベル×3
Centrifuge tube 50mL Sealing label×3

サイズ
Size

遠沈管：φ30×114mm シールラベル：15×43mm 示温部：φ3mm
Centrifuge tube：φ30×114mm Sealing label：15×43mm Indicator：φ3mm

測定温度
Measurment temperature

50～70℃（5℃間隔）
50～70℃ (5℃intervals)

材質(遠沈管)Material

本体：PP キャップ：HDPE
Main part：PP Cap：HDPE

シールラベル
Sealing label

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

271

索引

索引
あ

Aチューブ（滅菌済）…………………………………………… 146

アクアピスターⅢ… …………………………………………… 161

エコーゼリー…………………………………………………… 198

アダプター ・・…………………………………………………… 165

NJカテーテル（子宮頸管粘液除去器）・………………………・・ 62

アブキャップ… ………………………………………………… 194

FHK除菌革命 ・・………………………………………………… 182

アルコールテスター ・・………………………………………… 219

FHK除菌革命生成装置 ・・……………………………………… 182

鋭匙 両頭 ・……………………………………………………… 104

FHK除菌革命用噴霧器……………………………………… 183
F ストロー管 0.25mL…………………………………………・・ 71

いFV-5 卵胞卵採取用恒温器……………………………………・・ 68

ET-1N プログラムフリーザー…………………………………・・ 61

LEDハンディライト ・・………………………………………… 229

EPG計算板 ・…………………………………………………… 203

LN 2 貯蔵運搬器 ・・………………………………………… 56・57

胃カテーテル ・・………………………………………………… 153

LN2 凍結保管器 SR型…………………………………………・・ 52

胃汁採取器 ・…………………………………………………… 204

LN2 凍結保管器 大型… ………………………………………・・ 58

胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式）・………………… 101

LN2 凍結保管器 DR-30-6ET ・・…………………………… 55・71

移動式保定枠 ・…………………………………………… 63･258

LN2 凍結保管器 DR型 ・・…………………………………… 50・51

イルリガートル… ……………………………………………… 154

LN2 凍結保管器 ドライシッパー型 ・・…………………………・・ 54

イルリガートル台… …………………………………………… 154

LN2 凍結保管器用キャスター台 大/小 ・・……………………・・ 55

インキュベーター各種……………………………………… 75･76

・・………………………………………… 202
遠心管（ビーズ法用）うおウェルソー（電動鋸）・・………………………………………… 110

オーエスキー耳標 ・・…………………………………………… 178

牛子宮シミュレーター… ………………………………………・・ 37

大型LN 2 急速凍結器 ・・………………………………………・・ 16

牛爪切剪鉗 HK型……………………………………………… 256

オージータッグ/装着パンチ・・………………………………… 179

牛レプリカモデル……………………………………………… 214

オートクレーブ

ウテラス鉗子 ・・………………………………………………… 101

ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700……・・ 184・185

馬レプリカモデル ・・…………………………………………… 215

オートクレーブ各種……………………………………・・ 184・185

上皿電子天秤 FX300iWP/EW-1500i ……………………・・ 79

温度記録計 ・・……………………………………………………・・ 17

えかA-クイック ビタミンA簡易測定装置… ……………………… 211

カーフセーバー（牛用）・・……………………………………… 141

AMカテーテル…………………………………………………・・ 31

カーマヒート……………………………………………………・・ 38

HS-102V 動物用超音波画像診断装置（牛用）……………… 200

開口器 牛用……………………………………………・ 119・212

HS-102V 動物用超音波画像診断装置（豚用）……………… 199

開閉産鈎 ショットラー… ……………………………………… 139

HS-1600V 動物用超音波画像診断装置

解剖器械 鶏用 ・………………………………………………… 113（牛・馬・豚・犬・猫用）…………………………………………… 196

解剖剪刀 ・・……………………………………………………… 112

HS-2200V 動物用超音波画像診断装置

解剖台 ・・………………………………………………………… 131（牛・馬・豚・犬・猫用）…………………………………………… 197

解剖台 大動物用……………………………………………… 132

272

FV-6 卵胞卵採取用吸引器……………………………………・・ 68

索引

解剖刀 鶏用… ………………………………………………… 113

去勢鉗子 ザンド固定用 ・……………………………………… 122

解剖メス替刃式（フェザー）…………………………………… 111
カウモデルⅣ……………………………………………………・・ 37
替刃式 解剖メス（フェザー）・………………………………… 111
替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー）……………………………… 110く

替刃剪刀（フェザー）……………………………………………・・ 90

クイッカー……………………………………………………… 165

替刃メス（フェザー）……………………………………………・・ 88

クリーンガード防護服… ……………………………………… 107

替刃メスハンドル（フェザー）…………………………………・・ 88

グリル鉗子/ぺアン鉗子/コッヘル鉗子… ……………………・・ 93

かぐやひめ（農畜試式）小型堆肥化実験装置 ・…………… 269

クルーゼ ゲル ・…………………………………………………・・ 21

家畜電気と畜装置 ST-EC-2-1 ・・……………………………… 236
刮削刀 ・・………………………………………………………… 253
カテーテル 胃用 ・……………………………………………… 153
カテーテル 鼓脹症用（太 牛用）……………………………… 152

け

カテーテル 投薬用 ・…………………………………………… 152

KM式黒毛和種子牛体重推定尺……………………………… 170

カテーテル 尿道用 ・…………………………………………… 153

計量台（ツルーテスト用）……………………………………… 173

カテーテル（ディスポ豚AI用）・・………………………………・・ 44

K-Y ルブリケーティングゼリー… ……………………………・・ 21

カテーテル（ディスポ豚深部注入用）…………………………・・ 45

外科剪刀 ・………………………………………………………・・ 89

鎌型蹄刀 ・・……………………………………………………… 254

外科ピンセット… ………………………………………………・・ 91

カラータッグ/タッグパンチ…………………………………… 178

毛刈剪刀 ・・………………………………………………………・・ 91

ガラス製動物用注射器 ・・……………………………………… 158

血球計算器セット… …………………………………………… 206

ガラス毛細管 ・・………………………………………………… 206

血球計算盤 ・・…………………………………………………… 207

簡易急速凍結器 ・・………………………………………………・・ 17

血球計算用カバーグラス ・・…………………………………… 208
血球計算用ピペット… ………………………………………… 207
ゲルパンチャー ・・……………………………………………… 209

き検印スタンプインク…………………………………………… 235

器械戸棚 ・・……………………………………………………… 134

検蹄器 ・………………………………………………………… 105

希釈用試験管 ・・…………………………………………………・・ 21

検肉スタンプパッド… ………………………………………… 235

絹製縫合糸 ・・……………………………………………………・・ 99

顕微鏡 各種… ……………………………………………… 76･77

検査鈎 ・………………………………………………………… 230

擬牝台牛用 電動式… …………………………………………・・ 12
擬牝台牛用 油圧式… …………………………………………・・ 12
擬牝台 豚用 ・……………………………………………………・・ 40
キャップ付シース管カバー… …………………………………・・ 33

こ

急速凝集反応板 ・・……………………………………………… 210

恒温器 ・…………………………………………………………・・ 42

急速凍結器 大型LN 2 ・・………………………………………・・ 16

高温水高圧洗浄機 ホットスチーム ・・…………………・・ 192・193

牛体測定器/骨盤計… ………………………………………… 168

恒温水槽 牛乳加温器… ……………………………………… 243

牛乳脂肪検査用ピペット… …………………………………… 218

合成吸収糸 シンセソーブ ・・………………………………… 100

牛乳輸送缶 ・・…………………………………………………… 226

小型堆肥化実験装置 かぐやひめ（農畜試式）・…………… 269

牛鼻環 ・・………………………………………………………… 260

個体識別体重計測システム ・・………………………………… 174

牛鼻穿孔器 ・・…………………………………………………… 259

鼓脹症用カテーテル（太 牛用）・…………………………… 152

キューン産科挺 ・・……………………………………………… 136

骨剪刀 鶏用 ・…………………………………………………… 114

去勢鉗子 ・・……………………………………………………… 122

骨盤計/牛体測定器… ………………………………………… 168

273

索引

コッヘル鉗子/ぺアン鉗子/グリル鉗子… ……………………・・ 93

子宮洗浄管 馬用… ……………………………………………・・ 83

コッヘル単鈎……………………………………………………・・ 94

子宮内薬液注入器Ⅱ……………………………………………・・ 84

ゴムスポイト…………………………………………………… 104

子宮内薬液注入器 中原式 ・……………………………………・・ 83

ゴム内筒 緬山羊用 A･B… ……………………………………・・ 47

耳刻器 ・………………………………………………………… 180

ゴム内筒 牛用……………………………………………………19

持針器マッチュ…………………………………………………・・ 95

ゴム内筒豚用/採取ゴム豚用 ・………………………………・・ 40

自動灌流装置（受精卵恒温灌流液回収用）・…………………・・ 62

コンポテスター（堆肥熟度判定器）…………………………… 268

指頭消毒器 ・…………………………………………………… 189
煮沸消毒器 携帯用 ・…………………………………………… 187
17シリーズ ストロー用十字仕切板 ・…………………………・・ 53

さ

手術衣（テクニシャン）
セパレート 帽子付… ………………… 105

ザーメンチューブ（豚精液ボトル）・……………………………・・ 43

手術用インナーシャツ/インナーパンツ……………………… 106

・・……………………… 162
採血コンテナー TSK動物用（滅菌済）

手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー ・………… 109

細胞培養輸送器 Ⅱ型 ・…………………………………………・・ 73

手術用帽子 ・・…………………………………………………… 109

採卵針 畜産用… ………………………………………………・・ 69

酒精計 ・・……………………………………………………… 220

阪型サバキ ・…………………………………………………… 231

種豚プレート…………………………………………………… 248

削蹄器 電気式… ……………………………………………… 252

シュロマット……………………………………………………・・ 14

削蹄具 牛用… ………………………………………………… 251

潤滑ゼリー ・・……………………………………………………・・ 21

削蹄槌 ・………………………………………………………… 255

シュンター N/シュンター SⅡN ・……………………………… 161

削蹄用前垂/削蹄用前垂 特型 ・・……………………………… 251

消毒貯槽（丸カスト）…………………………………………… 187

搾乳バケツ ・・…………………………………………………… 226

消毒盤 ・・………………………………………………………… 188

サブヒール ジョイナー付 ・・…………………………………… 149

消毒盤台 ・・……………………………………………………… 188

・……………………………… 224
サンプリングストロー（滅菌済）

ジョーズクリップ/ハンドローダー… ………………………… 234

サンプリングストローケース ・………………………………… 224

ショーレックス滅菌袋 ・………………………………………… 186

サンプル瓶キャップ付/キャップ……………………………… 222

食肉脂質測定装置 ・…………………………………………… 228

サンプル瓶ラック……………………………………………… 223

助産器 牛用（ワイヤー式）
Ⅱ・・………………………………… 140

手術衣ニュータフター20 ・・…………………………………… 106

助産器 豚用 ・…………………………………………………… 143
ショットラ―開閉産鈎………………………………………… 139

し歯ろ 馬用 ・……………………………………………………… 118

シース管 ・・……………………………………………………・・ 30

人工腟 牛用……………………………………………………・・ 18

シース管カバー キャップ付……………………………………・・ 33

人工腟保温カバー（改良型横取用）・・…………………………・・ 20

シース管カバー JEIDA・・………………………………………・・ 31

シンセソープ（合成吸収糸）…………………………………… 100

シース管ケース ソフトキャップ付 ・……………………………・・ 33

診療台 大動物用 ・……………………………………………… 130

人工腟 西川式 緬山羊用………………………………………・・ 47

シース薬液注入管（子宮内薬液注入器）10入………………・・ 85
ジェットプリンター MK-G1000SF ・・…………………………・・ 10
歯科ピンセット… ………………………………………………・・ 92
子宮頸管拡張棒 杉江式… ……………………………………・・ 74

す

子宮頸管拡張棒 ヤスタカ式…………………………………・・ 74

ズーム式実体顕微鏡 ・…………………………………………・・ 76

子宮頸管鉗子 3爪 ・…………………………………………・・ 82

筋ヒキ刀 ・・……………………………………………………… 232

子宮シミュレーター 牛用 ・・……………………………………・・ 37

ストマックチューブⅡ…………………………………………… 155

子宮深部注入用カテーテルセット匠”TAKUMI”（滅菌済）…・・ 46ストロー管Ⅱ 0.25mL（滅菌済）・……………………………・・ 72

274

索引

ストローキャップ YGF60（滅菌済）・…………………………・・ 69

剪鉗 馬用… …………………………………………………… 253

ストロー嘴管……………………………………………………・・ 32線鋸 ・・…………………………………………………………… 142

ストロー精液管 0.5mL/F ストロー管 0.25mL ・……………・・ 11

穿刺針動物用（硬膜外針）・・……………………………………・・ 98

ストロー剪刀………………………………………………・・ 34・75

全周底平板加工 ・・………………………………………………・・ 53

ストローチップ（シリコン製）・・………………………………・・ 72
ストロー注入器……………………………………………… 28・29
ストロー注入器ケース…………………………………………・・ 32
ストロー凍結用プログラムフリーザー… ……………………・・ 15

たストローパウダー………………………………………………・・ 26

胎児推退器 ・・…………………………………………………… 136

ストローピンセット/ピンセット ・………………………………・・ 34

体重推定尺 ・・…………………………………………………… 169

ストロ ー マシン1本 式 SFM-1/

体重推定尺KM式（黒毛和種子牛用）………………………… 170

ストローマシン5本式 SFM-5 ・・……………………………… 8・9

大動物診療台 ・・………………………………………………… 130

ストロー融解器 L-2型 ヒーター付 ・・…………………………・・ 35

大動物用 解剖台 ・……………………………………………… 132

ストロー融解器 WTA ………………………………………・・ 35

堆肥用サーモラベル ・・………………………………………… 270

ストローラベラー BMP TM 71 ・………………………………・・ 70

タオル鉗子 ・・……………………………………………………・・ 92

スネル空気圧式大動物手術台 ・・……………………………… 129

匠”TAKUMI”子宮深部注入用カテーテルセット（滅菌済）……・・ 46
短産鈎 ・・………………………………………………………… 139

せ
精液二次希釈装置フラスコ6個用 ……………………………・・ 13

ち

精 液 採 取 管 ……………………………………………………・・ 20

畜産用採卵針 ・・…………………………………………………・・ 69

精液性状検査板 ・………………………………………………・・ 24

チゲーゼン截胎器 ・・…………………………………………… 142

精液低温処理装置 MH-3700 ・・……………………………・・ 13

腟鏡 牛用… ……………………………………………………・・ 36

精 液 分 注 針 ……………………………………………………・・ 26

腟鏡 馬用Ⅱ・・……………………………………………………・・ 36

セイケンリング………………………………………………… 260

腟洗浄ポンプ 一本管式 ・………………………………………・・ 82

精子運動解析装置 ・・……………………………………………・・ 25

腟脱針 ・…………………………………………………………・・ 98

精子数計算器 トーマ式（血球計算器兼用）・…………………・・ 23

注射針 動物用 ・…………………………………………・・ 163・164

精子数計算盤 トーマ式（血球計算盤兼用）・…………………・・ 23

注射針規格表 ・・………………………………………………… 163

精子密度計 牛用………………………………………………・・ 27

長鋭鈎 ・・………………………………………………………… 137

精子密度計 豚用Ⅲ… …………………………………………・・ 41

超音波画像診断装置 各種 ・……………… 196 ･197 ･199 ･200

生乳細菌数/生乳体細胞数測定装置

超音波家畜生体肉質測定装置 ・……………………………… 175

Bacto Count IBCm ・………………………………………… 241……………………・・ 66・67
超音波卵胞内卵子経腟採取用機器 ・

生乳細菌数測定装置 Bacto Count IBC…………………… 242

聴診器ダブル ・・………………………………………………… 201

生乳体細胞数/乳成分測定装置

腸剪刀 ・・………………………………………………………… 112

Dairy Spec FT Combi……………………………………… 239

腸剪刀 鶏用… ………………………………………………… 114

生乳体細胞数/乳成分測定装置 Bentley FTS Combi…… 240
生乳体細胞数測定装置 ADAM SCC2……………………… 242
生乳体細胞数測定装置 Somacount FC…………………… 241
背脂肪厚計豚用 ・・……………………………………………… 176

つセルコレクター®… ……………………………………………・・ 63

ツギ柄（共通把柄）・・…………………………………………… 138剪鉗 牛用Ⅱ・・…………………………………………………… 252

爪切剪鉗牛用 HK型…………………………………………… 256

275

索引

て

投薬カテーテル ・・……………………………………………… 152
投薬器 子馬用 ・………………………………………………… 156

手洗鉢台/手洗鉢… …………………………………………… 189

倒立型システム顕微鏡 ・・………………………………………・・ 77

TSK動物用滅菌済採血コンテナー…………………………… 162

どこでもオペ ・・………………………………………………… 128… ………………………………・・ 53
DCサイホン（LN2 汲上装置）

塗抹針/マイクロピペット ・・…………………………………… 222

ディスポAIカテーテル豚用……………………………………・・ 44
ディスポ深部注入IUIカテーテル豚用 ・・………………………・・ 45
蹄ヤスリ………………………………………………………… 255
テープメジャー………………………………………………… 169

な

テールスパッター（断尾器）…………………………………… 246

長柄截胎刀 ・・…………………………………………………… 138

デジタル豚背脂肪厚計 ・・……………………………………… 176

ナス環 ・・………………………………………………………… 261

デジタル臨床屈折計 SU-301………………………………… 210

ナタ型蹄刀 ・・…………………………………………………… 254

手持屈折計 D型 ・……………………………………………… 209
デルボテスト SP-NT ・・………………………………………… 225
電気削蹄器 ・・…………………………………………………… 252
電気バリカン 牛用 Model 510 ・・…………………………… 246に

電気バリカン 小動物用 A5型/A5型2スピード ・・…………… 247

西川式 緬山羊の人工腟 ・………………………………………・・ 47

電気バリカン 緬山羊用 SH-21 ・……………………………… 247

日生研式連続注射器 ・・………………………………………… 160

電子式白血球分類計算器 F410N…………………………… 208

ニッパー動物用………………………………………………… 256
乳成分測定装置 DairySpec FT ・・…………………………… 238
ニュータフター20手術衣……………………………………… 106と乳頭鋭匙 ・・……………………………………………………… 147

套管針 乳頭用 ・………………………………………………… 148

乳頭套管針 ・・…………………………………………………… 148

套管針 尿石用 ・………………………………………………… 102

乳房炎治療管 ・・………………………………………………… 149

套管針 金柄 10基 ・…………………………………………… 103

乳房炎治療用ペニシリン針…………………………………… 148

套管針 金柄 小外科用………………………………………… 103

尿石用套管針 ・・………………………………………………… 102

套管針 樹脂柄 ・………………………………………………… 102

尿道カテーテル ・・……………………………………………… 153

導縄器 ・………………………………………………………… 137

鶏解剖用スケール ・・…………………………………………… 115

導乳管 N

乳頭切開器 SI式 ・……………………………………………… 147

中 ・………………………………………………… 146

動物用穿刺針（硬膜外針）・・……………………………………・・ 98
動物用注射器（ガラス製）・・…………………………………… 158
動物用注射針 ・・…………………………………………・ 163・164
動物用超音波画像診断装置 HS-102V 牛用 ・・……………… 200

ね
捻転式去勢器 243式… ……………………………………… 123

動物用超音波画像診断装置 HS-102V 豚用 ・・……………… 199
動物用超音波画像診断装置 HS-1600V（牛・馬・豚・犬・猫用）………………………………………… 196
動物用超音波画像診断装置 HS-2200Vの（牛・馬・豚・犬・猫用）………………………………………… 197・・……………………………………… 110
脳刀/解剖刀（フェザー）

動物用ニッパー ・・……………………………………………… 256

ノーズキャッチャーⅡ・・………………………………………… 259

動物用縫合針 ・・……………………………………………・・ 96・97

ノンキークランプⅡ型 牛用…………………………………… 261

動物用縫合針（腟脱針）・・………………………………………・・ 98

276

索引

は

ブラックショッカー… ………………………………………… 248

ハウユニット換算尺 卵質計算尺……………………………… 265

プレキシシリンジ……………………………………………… 159

バイオカットホルダーセット ・・…………………………………・・ 78

プログラムフリーザー…………………………………………・・ 15

剥皮刀 ・・………………………………………………………… 231

プログラムフリーザー ET-1N ・………………………………・・ 61

白金耳ホルダー付 ・・…………………………………………… 201

プロテクガード ライトワークウェア・・………………………… 108

バルーンカテーテル ・・……………………………………・・ 64・65

プロバングⅡ… ………………………………………………… 212

板鋸 ・・…………………………………………………………… 229

糞便秤量リング………………………………………………… 203

ブリーディングボード/ワンタッチ牛名板 ・・………………… 249

板鋸 ワイス式 ・………………………………………………… 111

へひペアン鉗子 ・・……………………………………………………・・ 94

PAタッグⅡ/装着パンチ ・……………………………………… 179

ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子… ……………………・・ 93

比重計 牛乳用 ・………………………………………………… 219

ベテリナリーウェア…………………………………………… 107

比重計硫酸用/比重計アルコール用 ・………………………… 220

ペニシリン針 乳房炎治療用 ・・………………………………… 148

比重用円筒 ・・…………………………………………………… 221

ヘマトクリット遠心機… ……………………………………… 205

ピスター1A ・…………………………………………………… 159

ペルチェETフリーザー ・・………………………………………・・ 60

ビタミンA簡易測定装置 A-クイック・………………………… 211
鼻捻器 クサリ付 ・・……………………………………………… 258
ピペットブラシ ・………………………………………………… 218
ビューナー針 ・・…………………………………………………・・ 99

ほ平打縄 ・・………………………………………………………… 133

縫合糸 絹製… …………………………………………………・・ 99

平切刀（肉切）・・………………………………………………… 233

縫合針 ・・………………………………………………・・ 96・97・98

広口保存瓶 茶 ・…………………………………………………・・ 42

縫合針消毒ケース ・・…………………………………………… 100
棒ヤスリ ・・……………………………………………………… 233
ボーントリマー… ……………………………………………… 234

ふぽかぽかーふ ・・………………………………………………… 250

ブーツカバー ・・………………………………………………… 108

保定器 豚用 ・…………………………………………………… 262

フェザー メス替刃 ・・……………………………………………・・ 88

保定器ワイヤー式 豚用 ・……………………………………… 262

フェザー メスハンドル…………………………………………・・ 88

保定枠 移動式 ・………………………………………………… 258

フェザー替刃式解剖メス……………………………………… 111

哺乳瓶 ・・………………………………………………………… 155

フェザー替刃式脳刀/解剖刀 ・………………………………… 110

骨切弓鋸 樹脂柄 ・……………………………………………… 230

フェザー剪刀/替刃……………………………………………・・ 90

骨スキ刀 ・・……………………………………………………… 232

豚精液用ポリボトル… …………………………………………・・ 43

ポリテックス ・……………………………………………………・・ 38

豚ディスポAIカテーテル………………………………………・・ 44

ポリボトル 豚精液用 ・・…………………………………………・・ 43

保管器 各種 ・……………… 50･51･52･54･55･56･57･58･71

豚ディスポ深部注入IUIカテーテル ・・…………………………・・ 45
豚保定器 ・・……………………………………………………… 262
豚保定器ワイヤー式 ・・………………………………………… 262
豚用ゴム内筒/豚用採取ゴム ・…………………………………・・ 40
豚レプリカモデル……………………………………………… 214

277

索引

ま

卵巣注射器 ・・……………………………………………………・・ 85

マイエル注射器（金属製）・・…………………………………… 158

卵胞卵採取用恒温器 FV-5……………………………………・・ 68

卵胞卵採取用吸引器 FV-6……………………………………・・ 68

マイクロウォームプレート ・……………………………………・・ 22
マイクロピペット/塗抹針 ・・…………………………………… 222
マイレクスフィルターユニット ・・………………………………・・ 78り両頭鋭匙 ・・……………………………………………………… 104

みミニCO2 インキュベーター ・…………………………………・・ 76
ミニマルチガスインキュベーター… …………………………・・ 75

る
ルミナー胃汁採取器 ・・………………………………………… 204

む
無影灯 スタンドタイプ ・・……………………………………… 126

れ

無影灯 設置式 ・………………………………………………… 127

冷蔵ショーケース………………………………………………・・ 48

無血去勢器 バリメックスⅡ・…………………………………… 123

レプリカモデル 各種 ・・…………………………………・ 214 ･215
連続注射器 N-Ⅲ型 ・…………………………………………… 160め
メス替刃（フェザー）……………………………………………・・ 88ろメスハンドル替刃式（フェザー）・………………………………・・ 88

ロープ ・・………………………………………………………… 133

滅菌袋ショーレックス ・………………………………………… 186

濾過器 肝蛭用 ・………………………………………………… 202

メトリブラシセット 牛用 ・………………………………… 86・213
緬山羊ゴム内筒 A・B ・…………………………………………・・ 47

わゆワイカトミルクメーター（ワンタッチブラケット付）・………… 225

誘導板 ・・………………………………………………………… 221

WOW！2 歩行通過型計量機 ・・……………………………… 171

YGF60 ストローキャップ（滅菌済）・…………………………・・ 69
ワンタッチ牛名板……………………………………………… 249

ら
酪農前掛 ・・……………………………………………………… 227
卵殻厚さ計 ・・…………………………………………………… 264
卵形係数測定器 ・・……………………………………………… 265
卵質計（卵白高測定器）/卵質測定台………………………… 264
卵質計算尺 ハウユニット換算尺 ・・…………………………… 265

278

INDEX

INDEX
ABull ring, Seiken-ring・・……………………………………… 260

Adaptor for syringe and needle ・・……………………… 165

Bull ring, Seiken-ring ・……………………………………… 260

Agar puncher ・・…………………………………………… 209

Butcher knife………………………………………………… 233

Bull ring punch……………………………………………… 259

Agglutination plate for pullorum disease ・…………… 210
AI/ET gun ・・……………………………………………… 28・29
Alcohol meter ・……………………………………………… 220
Alcohol tester for milk freshness ・……………………… 219

C

Antibiotics residue tester, Delvotest SP-NT ・………… 225

Calf jacket, Pokapo Calf ・………………………………… 250

Apron for hoof work/Apron for hoof work,

Calf puller ・…………………………………………………… 141

special type ・………………………………………………… 251

Calf puller, wire type Ⅱ…………………………………… 140

Articial vagina for bull ・……………………………………・・ 18

Case for AI/ET gun… ………………………………………・・ 32

Artificial vagina for sheep and goat,

Case for sampling straws………………………………… 224

Nishikawa-type ・・……………………………………………・・ 47

Case for sheath tube with cap ・…………………………・・ 33

Aspirator for OPU…………………………………………・・ 68

Caster board for LN2 tank ・・………………………………・・ 55

Atomizer for FHK sterilization revolution ・…………… 183

Castration forceps ・………………………………………… 122

A-tube indwelling teat cannula, sterilized…………… 146

Castration forceps for holding spermatic cord ・・…… 122

Aujeszky's disease ear tag ・……………………………… 178

Catheter for removing vaginal mucus

Aussie tag/Tag applicator ・・……………………………… 179(NJ Catheter)… ……………………………………………・・ 62

Autoclave ・・……………………………………………・・ 184・185

Cattle identification & weighing system……………… 174

Automatic irrigator for embryo collection ……………・・ 62

Ceiling surgical light・・……………………………………… 127

Automatic syringe for fishery, Aquapister…………… 161

Cell collector…………………………………………………・・ 63

Automatic syringe, N-Ⅲ type ・…………………………… 160

Cell counting chamber ・…………………………………… 207

Automatic syringe, Nisseiken-Type ・…………………… 160

Cell transporter Type Ⅱ……………………………………・・ 73

Automatic syringe, Pistor 1A ・…………………………… 159

Centrifuge tube for Beads method ・…………………… 202

Automatic syringe, Shunter N/Shunter S Ⅱ N… …………… 161

Cleanguard protective wear ・・…………………………… 107
CO2 incubator minitype ・・…………………………………・・ 76
Color tag……………………………………………………… 178

B

Common grip ・・……………………………………………… 138
Compost maturity tester, Compotester……………… 268

Balloon catheter, multieye type ・・…………………… 64・65

Constant temperature chamber for

Biocut holder set……………………………………………・・ 78

semen processing MH-3700 ・・……………………………・・ 13Black shocker for livestock driving ・…………………… 248

Cover glass for hemocytometer ・・……………………… 208

Blade for replaceable blade scalpel ・・…………………・・ 88

Cow uterus simulator ・・……………………………………・・ 37

Bloodless castrator, Balimex Ⅱ ・………………………… 123

Cross partition for 17L LN2 tanks… ……………………・・ 53

Bone cutting scissors for fowl… ………………………… 114

Curettes, double ended ・・………………………………… 104

Bone trimmer………………………………………………… 234
Boots cover ・・………………………………………………… 108
Bovine sperm photometer ・・………………………………・・ 27
Breeding information board for boar ・………………… 248

D

Breeding information board for cattle/One-touch

Dairy analyzer, Bacto Count IBC… …………………… 242

breeding information board for cattle………………… 249

Dairy analyzer, Bacto Count IBCm… ………………… 241

279

INDEX

Dairy analyzer, Bentley FTS Combi… ………………… 240

Electric clipper for small animal, A5/A5 2speed… … 247

Dairy analyzer, Dairy Spec FT Combi… ……………… 239

Electric hoof trimmer……………………………………… 252

Dairy analyzer, DairySpec FT… ………………………… 238

Electric saw, Wellsaw ・・…………………………………… 110

Dairy analyzer, Somacount FC ・………………………… 241

Electronic balance FX300iWP/EW-1500i… …………・・ 79

Dairy apron ・・………………………………………………… 227

Enterotomy scissors ・・……………………………………… 112

Deboning knife……………………………………………… 232

Enterotomy scissors for fowl ・…………………………… 114

Dental forceps, stainless ・…………………………………・・ 92

EPG counting chamber ・…………………………………… 203

Digital backfat meter for pig ・…………………………… 176

Examination table for large animal ・…………………… 130

Digital clinical refractometer, SU-301 ・・……………… 210

Exchangeable blade for brain surgery, dissection…… 110

Digital white blood cell counter, F410N ・・…………… 208
Dilating bougie for cow and heifer, Sugie-Type ・……・・ 74
Dilating bougie for cow and heifer,
Yasutaka-Type… ……………………………………………・・ 74

F

Disposable AI catheter for pig ・・…………………………・・ 44

Feces scale ring ・・…………………………………………… 203

Disposable disinfection bags for EOG sterilizer… … 186

FHK sterilization revolution……………………………… 182

Disposable IU catheter for pig ・…………………………・・ 45

FHK water generator with bactericidal effect… …… 182

Dissecting instruments set for fowl… ………………… 113

File ・・…………………………………………………………… 233

Dissecting knife for fowl ・………………………………… 113

Filter for fecal sample ・・…………………………………… 202

Dissecting scissors, SUS ・・………………………………… 112

Finger sterilizing antiseptic cotton case……………… 189

Dissecting table・・…………………………………………… 131

Flat rope……………………………………………………… 133

Dissecting table for large animal ・……………………… 132

Fluid transfer adapter, Quicker… ……………………… 165

Dissection forceps with exchangeable blade ・……… 111

Full flat plate processing for canister… ………………・・ 53

Dosing catheter ・・…………………………………………… 152
Dosing syringe for colt ・…………………………………… 156
Drawing knife ・・……………………………………………… 253
Dressing drum ・……………………………………………… 187

G

Dressing knife ・……………………………………………… 231

Gastric juice sampler ・・…………………………………… 204

Dummy cow, electric type ・………………………………・・ 12

Glass capillary tube ・……………………………………… 206

Dummy cow, hydraulic type ・……………………………・・ 12

Glass Syringe………………………………………………… 158

Dummy sow ・…………………………………………………・・ 40

Glass vials for semen dilution ・・…………………………・・ 21

E

H

Ear notcher ・・………………………………………………… 180

Hack saw ・・…………………………………………………… 230

Egg conditioning counting ruler………………………… 265

Handle for replaceable blade scalpel…………………・・ 88

Egg form coefficient measuring instrument ・………… 265

Handy refractmeter, D-type ・・…………………………… 209

Egg quality gauge/Egg quality

Heat detection kit ・…………………………………………・・ 38

measurement stand ・……………………………………… 264

Henderson Castrator ・……………………………………… 124

Eggshell thickness gauge… ……………………………… 264

Hematocrit centrifuge ・・…………………………………… 205

Electric clipper for cattle, Model 510………………… 246

Hemocytometer set ・・……………………………………… 206

Electric clipper for sheep and goat, SH-21・・………… 247

Hemostatic forceps ・・………………………………………・・ 93

280

INDEX

Hog catcher, Wire type…………………………………… 262

Kuhn's obstetrical crutch (without grip)……………… 136

Hoof hammer ・・……………………………………………… 255

K-Y Lubrication jelly ・・………………………………………・・ 21

Hoof hatchet… ……………………………………………… 254
Hoof nipper for cattle, HK type… ……………………… 256
Hoof nipper for cattleⅡ… ………………………………… 252
Hoof nipper for stallion…………………………………… 253

L

Hoof rasp ・・…………………………………………………… 255

Large LN2 freezer……………………………………………・・ 16

Hoof sickle…………………………………………………… 254

Large LN2 tank ・………………………………………………・・ 58

Hoof testing forceps ・……………………………………… 105

LED handy light for meat color ・………………………… 229

Hoof trimming tools for cow ・…………………………… 251

LN2 drawing unit for DC series tank ・・…………………・・ 53

Horsefly catcher AbuCap………………………………… 194

LN2 tank DR-30-6ET for embryo ・・…………………・・ 55・71

Hot water & high pressure steam cleaner……・・ 192・193

LN2 tank, DR series… …………………………………・・ 50・51
LN2 tank, dry shipper type ・………………………………・・ 54
LN2 tank, SR series ・…………………………………………・・ 52

I

LN2 transport and storage tank ・・… ………………・・ 56・57

Incubator ・・……………………………………………………・・ 42

Long sharp hook ・…………………………………………… 137

Incubator for OPU ・…………………………………………・・ 68

Lubricating jelly ・・…………………………………………… 198

Infusion catheter for teat disease……………………… 149

Lubrication jelly ・・……………………………………………・・ 21

Injection needle for veterinary ・…………………・ 163・164

Luminar gastric juice sampler… ………………………… 204

Long cutting hook ・・………………………………………… 138

Inner liner for artificial vagina for sheep and goat…・・ 47
Inoculating loop with grip ・・……………………………… 201
Inspection hook ・・…………………………………………… 230
Instrument cabinet ・………………………………………… 134

MIntrauterine injector for cow, Nakahara-Type・・……・・ 83

Mathew's needle holder ・…………………………………・・ 95

Intrauterine injectorⅡ for cow ・・…………………………・・ 84

Meat fat analyzer ・・………………………………………… 228

Intrauterine insemination catheter "AM catheter"… … 31

Meat inspection stamp ink ・……………………………… 235

Inverted microscope system ・……………………………・・ 77

Metal Syringe ・・……………………………………………… 158

Irrigator ・・……………………………………………………… 154

Micropipettes/Smear needle… ………………………… 222

Irrigator stand ・……………………………………………… 154

Microwarm plate……………………………………………・・ 22
Milk meter with Snap on Bracket… …………………… 225
Milk pipettes………………………………………………… 218

J

Milk sample bottle with cap ・…………………………… 222
Milk specific gravity tester ・……………………………… 219

Jaws clip/Handrodder… ………………………………… 234

Milk transportation pail ・・………………………………… 226

Jorvet Buhner needle ・・……………………………………・・ 99

Milking bucket ・……………………………………………… 226
Milking tube N, Metal ・・…………………………………… 146
Millex filter unit ・・……………………………………………・・ 78

K

Mini multi gas incubator ・…………………………………・・ 75
Mouth opener for cattle ・…………………………・ 119・212

Kocher's retractor ・…………………………………………・・ 94

Movable operation table… ……………………………… 128

KRUUSE gel ・・…………………………………………………・・ 21

Mucus sampler for cow……………………………… 86・213

281

INDEX

NR

Needle gauge standard table ・・………………………… 163

Refrigerated showcase… …………………………………・・ 48

Needle pipette for semen dispensing…………………・・ 26

Repeller ・……………………………………………………… 136

Non kick clamp for cattle, TypeⅡ……………………… 261

Replaceable blade scissors………………………………・・ 90

Nose catcher Ⅱ……………………………………………… 259

Replica model for cow ・…………………………………… 214

Nose twitch for horse ・…………………………………… 258

Replica model for horse ・………………………………… 215
Replica model for pig……………………………………… 214
Restraining stall……………………………………… 63・258

O

Rope… ………………………………………………………… 133

Obstetric short hook… …………………………………… 139

Rubber inner liner for artificial vagina…………………・・ 19

One-touch breeding information board for cattle… … 249

Rubber inner liner/Rubber funnel for boar semen…・・ 40

Operating forceps, stainless ・……………………………・・ 91

Rubber syringe… …………………………………………… 104

Operating scissors… ………………………………………・・ 89

Rumen retractor forceps with hook…………………… 101

Rope introducer ・…………………………………………… 137

Ovarian parenchyma injector for cow ・………………・・ 85
Ovum pick up needle for cow ・……………………………69

S
P

Sample bottle rack………………………………………… 223

PA tag Ⅱ/Tag applicator ・………………………………… 179

Saw ・…………………………………………………………… 229

Palm mat ・・……………………………………………………・・ 14

Scale for dissected tissues of fowl ・…………………… 115

Pean's hemostatic forceps ・………………………………・・ 94

Schottler obstetric claw hook ・・………………………… 139

Peltier ET freezer……………………………………………・・ 60

Scissors for straw tube… …………………………………・・ 34

Piglet puller ・………………………………………………… 143

Scissors for straw tube… …………………………………・・ 75

Pipette brush………………………………………………… 218

Semen collecting bottle, Brown ・・………………………・・ 42

Pipette for hemocytometer……………………………… 207……………………………………・・ 20
Semen collection vials ・Plastic nursing bottle for calf… ………………………… 155………………………………・・ 13
Semen diluter with stirrer ・・

Plastic Syringe… …………………………………………… 159

Semen exmination plate ・…………………………………・・ 24

Poly bottle… …………………………………………………・・ 43

Semen tube ・…………………………………………………・・ 43

Polyethylene gloves, Politex ・……………………………・・ 38

Shaking water bath for milk sample ・・………………… 243

Porcine sperm photometer type Ⅲ ・……………………・・ 41

Shearing scissors… …………………………………………・・ 91

Portable boiling sterilizer………………………………… 187

Sheath cover JEIDA…………………………………………・・ 31

Printing machine for straw semen tube… ……………・・ 10

Sheath injector tube for cow… …………………………・・ 85

Probang Ⅱ for FMD test ・・………………………………… 212

Sheath protector ……………………………………………・・ 33

Program freezer, ET-1N ・・…………………………………・・ 61

Sheath tube for AI/ET gun ・………………………………・・ 30

Programmable freezer for straw semen tubes ・・……・・ 15

Silk suture, hard ・……………………………………………・・ 99

Protecguard light work wear… ………………………… 108

Simple quick freezer ・………………………………………・・ 17

Puncture needle for veterinary… ………………………・・ 98

Sinewing knife ・……………………………………………… 232

Sampling straws, Sterilized……………………………… 224

Skinning knife ・・……………………………………………… 231
Slide glass for bacteria count in milk ・………………… 221

282

INDEX

Small scale composter, KAGUYAHIME

Suture needle sterilizing case…………………………… 100(Livestock Experimental Station Method) ・………… 269

Synthetic absorbable suture, SyntheSorb… ………… 100

Snell Pneumatic large animal operation table… …… 129
Somatic cell counter, ADAM SCC2 ・…………………… 242
Specific gravity test cylinder ・…………………………… 221
Sperm counter, Thoma

T(Common with blood cell counter), with pipettes…・・ 23

Tail docker, gas heated type… ………………………… 246

Sperm counting plate, Thoma"Takumi" IU catheter set for porcine
・…………………・・ 23

embryo (Sterilized)…………………………………………・・ 46

Sperm motility analysis system, SMAS ・………………・・ 25

Tape measure ・……………………………………………… 169

Stable gauge/Pelvismeter for cattle ・・………………… 168

Teat injection cannula for penicillin ・・………………… 148

Stamp pad… ………………………………………………… 235

Teat protection ring Sub-heel…………………………… 149

Stereo microscope, SZ series……………………………・・ 76

Teat slitter, SI type… ……………………………………… 147

Sterilizing tray ・……………………………………………… 188

Teat trocar…………………………………………………… 148

Sterilizing tray cart… ……………………………………… 188

Temperature recorder ・……………………………………・・ 17

Stethoscope, Double……………………………………… 201

Thermo jacket for 01014000 Improved type artificial

Stomach catheter ・・………………………………………… 153

vagina ・…………………………………………………………・・ 20

Stomach catheter for bovine bloat…………………… 152

Thermo label for compost ・……………………………… 270

Stomach tubeⅡ……………………………………………… 155

Tie snap ・……………………………………………………… 261

Straw Cap YGF60 for cow embryo vitrification,

Tissues scraper for clogged teat ・……………………… 147

sterilized… ……………………………………………………・・ 69

Tooth rasp for horse… …………………………………… 118

Straw chip (Silicone) ・………………………………………・・ 72

Torsion castorator 243…………………………………… 123

Straw filling and sealing machine SFM-1/SFM-5… … 8・9

Towel forceps ・………………………………………………・・ 92

Straw label printer… ………………………………………・・ 70

Training cow model Ⅳ ・……………………………………・・ 37

Straw powder ・………………………………………………・・ 26

Trocars for urolithiasis ・…………………………………… 102

Straw semen tubes, 133, 0.5mL/0.25mL・・……………・・ 11

Trocars, Metal handle ・・…………………………………… 103

Straw thawer with heater L-2……………………………・・ 35

Trocars, Metal handle, for minor surgery ・…………… 103

Straw tube for embryo, 0.25mL…………………………・・ 71

Trocars, with plastic grip… ……………………………… 102

Straw tubeⅡ for embryo, 0.25mL, Sterilized・…………・・ 72

TSK Blood container with needle……………………… 162(Common with blood cell counting)

Straw tweezers………………………………………………・・ 34
Stunning equipment for livestock animal,
ST-EC-2-1……………………………………………………… 236
Sucker for insemination gun,Type A ・・…………………・・ 32

U

Sulfuric acid specifc gravity tester/Alcohol specificUltrasond diagnostic scanner, HS-102V for pig… … 199

gravity tester………………………………………………… 220

Ultrasound apparatus for meat quality

Surgeons cap ・・……………………………………………… 109

measurement ・……………………………………………… 175

Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular ・…………… 109

Ultrasound apparatus for ovum pick up ・・………・ 66・67

Surgical light, stand type… ……………………………… 126

Ultrasound diagnostic scanner for veterinary,

Surgical operating gown… ……………………………… 106

HS-1600V… ………………………………………………… 196

Surgical wear, separate, with cap ・・…………………… 105

Ultrasound diagnostic scanner for veterinary,

Surgical wear, underwear ・・……………………………… 106

HS-2200V… ………………………………………………… 197

Suture needle ・・……………………………………・・ 96・97・98

Ultrasound diagnostic scanner, HS-102V for cow… … 200

283

INDEX

Urethral catheter ・・………………………………………… 153
Uterine flushing cannula for mare ・・……………………・・ 83
Uterocervical forceps ・・……………………………………・・ 82
Uterus forceps… …………………………………………… 101

V
Vaginal Flushing pump for cow…………………………・・ 82
Vaginal speculum for cow ・………………………………・・ 36
Vaginal speculum for horse ・・……………………………・・ 36
Veterinary nipper ・・………………………………………… 256
Veterinary wear…………………………………………… 107
Vitamin A checker in cattle blood sample,
A-Quick ・・……………………………………………………… 211

W
Washing basin stand/Washing basin… ……………… 189
Weighing platform for Tru-Test ・・……………………… 173
Weighing scale, Tru-Test… ……………………………… 172
Weighing tape for calf of Japanese Black,
KM type… …………………………………………………… 170
Weighing tape for cattle… ……………………………… 169
Wei's amputating saw… ………………………………… 111
Wire saw ・・…………………………………………………… 142
Wire saw embryotome. Thygesens… ………………… 142
WOW!2 Indicator for walk through typeweighing unit ・・……………………………………………… 171284

FUJIHIRA INDUSTRY CO., LTD.

〒113 - 0033

東京都文京区本郷 6 丁目 11 番 6 号

TEL：03 - 3812 - 2271（代表） FAX：03 - 3812 - 3663

〒001 - 0027

北海道札幌市北区北 27 条西 9 丁目 5 番 22 号

TEL：011 - 726 - 6576（代表） FAX：011 - 717 - 4406

帯広支店
〒080 - 0027

北海道帯広市西 17 条南 1 丁目 15 番 27 号

TEL：0155 - 58 - 1811（代表） FAX：0155 - 58 - 1815

北海道

FUJIHIRA INDUSTRY CO.,LTD

11 - 6 Hongo 6 - chome，Bunkyo - ku，Tokyo，Japan 113 - 0033
TEL：+81 - 3 - 3812 - 2271 (main number) FAX：+81 - 3-3812 - 3663

HOKKAIDO FUJIHIRA INDUSTRY CO.,LTD

5 - 22 Kita 27 - Jo Nishi 9 - Chome，Kita - ku，Sapporo Hokkaido，Japan 001 - 0027
TEL：+81 - 11 - 726 - 6576 (main number) FAX：+81 - 11 - 717 - 4406

http://www.fujihira.co.jp/
20125ﬁdes