人工呼吸

第 29 巻第2号

Web 版［公開日：2012 年 10 月 15 日］◉短報◉

流量膨張式蘇生バッグ換気時における気道内圧計の有用性

辻尾有利子 1）・志馬伸朗 2）・村田優子 1）・德平夏子 2）・田畑雄一 2）

キーワード：流量膨張式蘇生バッグ，気道内圧計，PEEPFIRB（容量 500mL、五十嵐医科器械、東京）の回はじめに路に、ディスポーザブル・インライン・マノメータ（以流量膨張式蘇生バッグ（flow-inflating resuscitation

下、マノメータ）（MPI、東京）と新生児用テスト肺（容bag：FIRB）には、終末呼気陽圧（positive end-expira­

量 50mL、アトムメディカル、東京）を接続した。酸tory pressure：PEEP）や最大吸気圧（peak inspiratory

素ガス流量を 8 L/min とし、被験者に FIRB による換pressure：PIP）を調節できる、吸気・呼気時間の調節気補助を指示した加圧値となるように用手換気を依頼ができる、肺のコンプライアンスが推測できる、患者のし、5 呼吸目の換気時の回路内圧をマノメータにより呼吸リズムに合わせた換気が可能などの利点がある 1, 2）。

測定した。

しかし、熟練した技術がないと、有効な換気が行えず、指示加圧値は、1）PIP 20cmH2O、PEEP 5 cmH2O、換気不良・低酸素・圧外傷など患者に重篤な悪影響を

2）PIP 30cmH2O、PEEP 10cmH2O とした。1 回目は与えるため 、安全で確実な使用が重要である。

対象者からマノメータが見えないよう盲目下加圧とし2）

新生児や乳児では、肺容量が少なく、肺コンプラインスが低いて、2 回目はマノメータを見た研究者が対象者に口頭ため、患児の成熟度や病態に合わせた気助言を行い、3 回目は対象者自身がマノメータを見な道内圧の微細な調節が要求される 。さらに、換気不がら実施した。各々の指示加圧値における実測値を測全による悪影響の許容範囲が狭い。この場合に、気道定し、目標達成率を比較検討した。なお、小児におい内圧マノメータを用いることで、適正加圧による換気ては厳密な調整が必要であると考えたため、各々の指が達成できる可能性がある。今回、FIRB に気道内圧示加圧値の±1 cmH2O を目標達成の許容範囲とした。

マノメータを組み込み、その有用性を新生児用テスト

統計検定には、カイ二乗検定を用い、p＜0.05 を有意と肺を用いた実験モデルにより検討した。

した。

3）

4）

方法

研究内容を理解し、データの収集から利用までを含結1．属

果性めて参加に同意を得られた PICU に勤務する看護師 25

対象者 50 名の PICU 経験年数は 6.5±5.5 年（医師 8.8

名と集中治療医、該当科主治医を含む医師 25 名の計 50±6.1 年、看護師 3.9±3.3 年）であった。PICU 経験が名を対象とした。

7 年以上の者は 21 名（42％）、7 年未満は 29 名（58％）1）京都府立医科大学・看護部 小児集中治療室2）同 集中治療部［受付日：2012 年 3 月 5 日 採択日：2012 年 8 月 9 日］

であった。

人工呼吸

100

第 29 巻第2号＊＊＊＊Web 版［公開日：2012 年 10 月 15 日］

＊＊80

＊60
4080
＊＊60
＊＊40200a）PIP above 40cmH2O
100

＊＊20
PIP20PEEP5PIP30

PEEP10p<0.01, vs. blind and observer-advised group, ＊ p<0.05, vs.
blind group.
black bar, blind group；silver bar, observer-advised group；gray bar, monometer-assisted group.

0blind＊＊Fig. 1Achievement ratios of target airway pressure

Achievement ratios of target airway pressure at PIP of20/30cmH 2O and PEEP of 5/10cmH 2O were significantly
higher in the manometer group compared with other groups（p<0.01）．

observeradvised

monometerassisted

p<0.01, vs. observer-advised and manometer-assisted group.
black bar, PIP at 20cmH2O；silver bar, PIP at 30cmH2O.
＊＊

Percentages of showing PIP above 40cmH2O when targeting
PIP of 30cmH2O was significantly greater in the blind groupcompared with other groups（p<0.01）．

b）PEEP of 0 cmH2O
100

2．目標圧達成率（Fig. 1）

80

PIP 20cmH2O・PIP 30cmH2O における目標圧達成率

60は、盲目下加圧で 32％・34％、助言下加圧で 48％・64％、40

マノメータ下加圧で 94％・96％であり、特に盲目下加20圧においては、目標達成圧を下回る割合が多かった（36＊＊＊0％・40％）。PEEP 5 cmH2O・PEEP 10cmH2O の目標

blind

圧達成率は、盲目下加圧で 10％・16％、助言下加圧で30％・36％、マノメータ下加圧で 82％・94％であり、特に盲目下加圧においては、目標達成圧を下回る割合が多かった（72％・58％）。いずれも、盲目下加圧の目標達成率はマノメータ下加圧に比べて有意に低かった（p＜0.01）。マノメータ使用下加圧では、いずれの目標値に対しても 80％以上の高い達成率を認めた。
3．PIP が 40cmH2O 以上となる割合（Fig. 2a）
対象者が PIP の目標値を維持できず、PIP を 40cmH2O以上とする割合は、PIP 20cmH2O・PIP 30cmH2O の目

observeradvised

monometerassisted

p<0.01, ＊ p<0.05 vs. observer-advised and manometer-assistedgroup.
black bar, PEEP at 5 cmH2O；silver bar, PEEP at 10cmH2O.

＊＊

Percentages of showing PEEP at 0 cmH2O when targeting PEEPof 5 cmH2O was significantly greater in the blind group comparedwith observer-advised group（p<0.05）or manometer-assistedgroup（p<0.01）．Moreover, in the blind group, percentage ofshowing PEEP at 0 cmH2O was significantly greater comparedwith manometer-assisted group（p<0.05）when targeting PEEPof 10cmH2O.

Fig. 2

Percentages of showing extraordinary airway
pressure

標時に、盲目下加圧で 4％・38％、助言下加圧で 0％・12％、マノメータ下加圧で 0％・2％であり、PIP 30cmH2O

言下加圧で 24％・2％、マノメータ下加圧で 8％・0％で、盲目下加圧時に有意に高かった（p＜0.01）。

であり、盲目下加圧時に有意に高かった（p＜0.01、p＜0.05）。

4．PEEP が 0 cmH2O となる割合（Fig. 2b）
対象者が PEEP の目標圧を維持できず、PEEP を 0

5．経験年数による目標圧達成率の比較（Table 1）

cmH2O としてしまう割合は、PEEP 5 cmH2O・PEEPPICU 経験 7 年以上の経験者は、盲目下加圧（PIP10cmH2O の目標時に、盲目下加圧で 44％・10％、助20cmH2O、PEEP 5 cmH2O）での目標圧達成率（p＝人工呼吸

第 29 巻第2号

Web 版［公開日：2012 年 10 月 15 日］

Table 1

Effect of provider experience on achievement ratios
Experience=or>7years

Experience<7years

P-value48

210.04

observer-advised

52

450.59monometer-assisted

100

900.67

blind

24

00.02

observer-advised

43210.09monometer-assisted

8183

0.99

blind

43

280.26

observer-advised

81

52

0.03

monometer-assisted

100

970.96blind

24

100.20observer-advised

52240.04

monometer-assisted

100900.67

blindPIP20PEEP5PIP30

PEEP10The achievement ratios of PIP=20cmH 2 O or PEEP=5 cmH 2 O during blind ventilation, or PIP=30cmH 2 O orPEEP=10cmH2O during observer-advised ventilation were significantly higher in experienced group with=or>7 years.
Conversely, no significant differences were observed under manometer-assisted ventilation.

0.04、0.02）および、助言下加圧（PIP 30cmH2O、PEEPガイドライン 9）や先行研究 5）においても推奨されてい10cmH2O）での目標達成率が有意に高かった（p＝0.03、る。FIRB による盲目下加圧は、特に低容量肺を対象0.04）。マノメータ使用下加圧では、経験年数による差とした場合に、極めて不確実で侵襲的な手技となるこを認めなかった。とを認識し、安全で確実な換気補助の実施のためにマ考察ノメータを使用すべきである。
一方で、経験年数が長い場合に目標達成率がやや増

FIRB による換気補助は、経験年数にかかわらず 5, 6）、加していた。PIP や PEEP、1 回換気量、換気回数など

また肺のコンプライアンスによって、加圧値や換気量の調整について、モデル肺を利用した練習が有用であ7）に差異が生じるとされる 。今回の調査からも、盲目ったとする報告がある 10, 11）。マノメータが使用できな的加圧による目標達成率は 10 〜 34％と低く、確実ない場合の対処として、訓練・学習を重ね適正手技の取手技が行われているとは言い難かった。この低い達成得を行うことも重要である。

率には、小さな肺容量が影響していた可能性がある。しなお、今回は 50mL サイズのテスト肺を用いて実施

かし、気道内圧マノメータを使用すると、目標圧達成したが、実際の患者肺とは相違がある。看護師や医師率は全体として 80 〜 100％と高率となった。

が FIRB を用いる際、マノメータを使用していない場

特に盲目下加圧においては、PIP 指示加圧値を上回

合は、患者の胸郭の動きを参考にして、バッグにかける者が多く、PEEP 指示加圧を下回る者が多かった。中る力を調節している可能性がある。しかし、盲目的に、でも、PIP が 40cmH2O を超えた者が 4 割近く存在し、テスト肺で同様の行為を行う時に、テスト肺の容量変盲目下加圧による圧損傷の危険性が示唆される。また、化とバッグへの力のかけ具合が、実際の臨床と異なる約半数が PEEP を 0 cmH2O とした。PEEP の維持が困可能性がある。また、連続して換気を重ねるため、学難な場合、呼気時の肺胞虚脱を招き、呼吸状態の悪化習効果により目標圧達成率が上昇した可能性は否定でを招く恐れがある。特に、5 cmH2O 以上の PEEP を使きない。

用している患者においては、確実にその PEEP レベルを維持すべきとされる 8）。盲目的加圧は、適切な PIPや PEEP を提供できない侵襲の高い手技であることを認識すべきである。
マノメータの使用は 2010 年に改訂された新生児蘇生

結語

FIRB による盲目下加圧は、確実に行えていない。安全で確実な換気補助のために、経験や感覚に左右されない気道内圧マノメータの使用を徹底すべきである。

人工呼吸

第 29 巻

第2号

Web 版［公開日：2012 年 10 月 15 日］

参考文献
1） 椎間優子，宮坂勝之：マスク・バッグ換気．小児の呼吸管
理 Q ＆ A（救急・集中治療 22 巻 3・4 月号）．植田育也編．
東京，総合医学社，2010，pp297-302．
2） 松下澄子：ジャクソンリースによる加圧はなぜ必要？どう行う？ Expert Nurse．2003；19：30-33．
3） 松本弘：小児の呼吸器系の解剖学的・生理学的特徴．小児の呼吸管理 Q ＆ A（救急・集中治療 22 巻 3・4 月号）．植田育也編．東京，総合医学社，2010，pp273-278．
4） 西大介，大木茂：新生児看護でよくある Q ＆ A

ジャクソ

ンリースの正しい使い方、効果が上がる使い方を教えてください。．こどもケア．2009；4：76-79．
5） 鈴木淳，大槻勝明：ジャクソンリース加圧における気道内圧マノメータの有用性．日クリティカルケア看会誌．2008；
4：88．
6） 大槻勝明：Q ＆ A でかんたん理解！人工呼吸ケア PART3
モニタリングと手動換気

手動換気：バッグバルブマスク

ジャクソンリース．Expert Nurse．2010；26：84-94．
7） Glass C, Grap MJ, Corley MC, et al：Nurses’ ability to achi­eve
hyperinflation and hyperoxygenation with a manual res­uscitation bag during endotracheal suctioning. Heart Lung.
1993；22：158-165.
8） AARC clinical practice guideline. Endotracheal suctioningof mechanically ventilated adults and children with artificialairways. American Association for Respiratory Care. RespirCare. 1993；38：500-504.
9） 日本蘇生協議会・日本救急医療財団合同ガイドライン作成
作業部会 NEO：日本蘇生協議会ガイドライン 2010

第4章新生児の蘇生（NCPR）．
http://jrc.umin.ac.jp/pdf/G2010_04_NCPR.pdf
10） 稲葉麻里子，愛須衣，岸田敬子：看護師のジャクソンリー
スによる用手的加圧法の実態と至適換気量との比較．大阪
労災病医誌．2007；30：25-30．
11） 大塚将秀，磨田裕：用手加圧練習装置の試作とその効果の検討．人工呼吸．2002；19：45-49．