TM-2126
リモートモニタ

取扱説明書

1WMPD4004062E

2301

ご注意
（1）

本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。

（2）

本書の内容については将来予告無しに変更することがあります。

（3）

本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り記載漏れなど、お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

 2020 株式会社 エー・アンド・デイ
株式会社エー・アンド・デイの許可なく複製・改変などを行なうことはできません。
5% ヒビテン液は、大日本住友製薬株式会社の商標または登録商標です。
マスキン液（5 vw / v%）は、丸石製薬株式会社の商標または登録商標です。
オスバン消毒液 10%は、日本製薬株式会社の商標または登録商標です。
本書に記載されている商品名および社名は日本国内または他の国における各社の商標または登録商標です。

注意事項の表記方法
取扱説明書および製品には、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐため、次の警告サインと図記号で表示しています。警告サインと図記号の意味は次のとおりです。

警告サインの意味
この表記を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う差し迫った危険が想定される内容を示します。
この表記を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
この表記を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の意味記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意事項（左図の場合は電撃に注意）が記されています。
記号はしてはいけないこと（禁止）を示しています。具体的な禁止内容は、の中や近くに文書や絵で示します。左図の場合「分解禁止」を示します。
記号は必ず守っていただきたいこと（強制）を示しています。具体的な強制内容は、の中や近くに文書や絵で示します。左図の場合「守っていただきたいこと」を示します。

その他
本機器を操作するのに役立つ情報です。
この他にも、個別の注意事項がそれぞれのページに記載されていますので併せてご参照ください。

安全のための警告およびご注意
リモートモニタ（TM-2126）を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を熟読された上でお取扱いください。ここに記載されている内容は、本機器の安全な取扱いの他、患者または被験者（以下、患者等）
および医師や看護師などの医療従事者（以下、操作者）の安全についての一般的な事柄をまとめたものです。
本機器特有の注意事項については、以降の本文中に記載しておりますので、ご使用前に本取扱説明書をご一読ください。取扱説明書は、冊子(白黒印刷)とＣＤ(カラー版)が同梱されています。必要に応じて使い分けてく
ださい。

一般的な注意事項

可燃性の高い麻酔薬あるいは引火性ガスの発生する場所、および高圧酸素室、酸素テント内に本機器を持ち込んで使用しないでください。引火爆発の原因になります。

i本機器の情報のみで、患者等の状態を判断しないでください。操作者が本機器の特性を十分に理解した上で、臨床症状や他の検査結果等と合わせて総合的に行ってください。

医療機器管理者（以下、管理者）は、本機器の仕様や機能を十分に理解し、導入・設置から保守・廃棄まで適切な管理を実施してください。
管理者は、操作者に対して、安全使用のための情報提供を適切に実施してください。
水や点滴などの液体のかからない場所で使用してください。
本機器内部に液体が入ったと疑われる場合は、速やかに本体の電源を OFF にして AC アダプタを取り外し、弊社 ME 機器相談センターまでご連絡ください。
周辺で携帯電話を使用しないでください。誤動作の原因になります。

異常時の注意事項

本機器に異常が発生した場合は、操作者および患者等の安全を確保してください。
本体の電源を OFF にして AC アダプタを取り外してください。
本機器に、
「故障」
「使用禁止」等の表示を行い、速やかに弊社 ME 機器相談センターまでご連絡
ください。

ii

設置全般に関する注意事項

電源電圧は、必ず AC100V を使用してください。
付属の電源コードを使用し、接地極付医用 3P コンセントに接続してください。
他の電源コードを使用した場合に、電撃を受けたり火災の原因になることがあります。
本機器または他の ME 機器を近接させて複数設置する場合は、必ず相互の機器が正常に動作することを確認してから使用してください。誤動作や事故の原因になります。

本機器を患者等の環境内に設置する場合は、患者等が本機器に直接触れないようにしてください。
事故の原因になります。
オプションの接続や取り外しは、必ず本体の電源を OFF にして AC アダプタを取り外した状態で行ってください。電撃を受ける原因になることがあります。
架台は弊社指定専用品を使用してください。専用品以外を使用すると、装置の破損または怪我をする場合があります。また、架台を使用せずに設置する場合は、装置の転倒や落下の危険が無い
ようにご注意ください。
指定外の ME 機器とは接続しないでください。指定 ME 機器については「4.9. 接続可能な子機」
または「13. アクセサリ／オプションリスト」を参照してください。

使用に関する注意事項

電源コードが正しくかつ完全に接続されていることを確認してください。
構成品やオプション品に添付された取扱説明書も熟読してから使用してください。
本書にはそれらの注意事項は記載していません。
操作者は、安全に正しく使用するために日常点検を必ず行ってください。
本機器に結露がある場合は、十分に乾燥してから電源を入れてください。
他の ME 機器との接続を行う場合、JIS T 0601-1:2017 「医用電気機器―第１部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項」、および、JIS T 1022:2018 「病院電気設備の安全基準」に則った評価を行ってください。
機器全般および患者等に異常のないことを常時監視してください。異常が発見された場合には、安全な状態で本機器の動作を止める等適切な処置を実施してください。
本機器は次回の使用に支障のないよう必ず保守点検および清掃を実施してください。
弊社指定外のオプション品・消耗品は取り付けないでください。故障や誤作動の原因となります。
本機器を強磁界および強電界が発生している場所へ持ち込まないでください。故障や誤作動の原因となります。
ケーブル類を取り外すときは、ケーブルを持って引き抜く等、無理な力をかけずコネクタを手で持って取り外してください。

iii

無線接続に関する注意事項

本機器は、ベッドサイドモニタ等（以下、子機）との通信に、医用テレメータで使用されている周波数帯を使用し、子機との双方向通信（テレメータ・テレコントロール）を行います。そのため、医用テレメータを使用する他の医療機器に影響を及ぼす可能性があります。

本機器で使用する無線機は、電波法で定める技術基準適合証明を受けています。分解・改造等は法律で禁止されています。
本機器の管理について、電波を利用する機器の管理者（以下、電波管理者）が、電波環境協議会
発行の「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」および、社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）発行の「小電力医用テレメータの運用規定（AE-5201A）」を参照し、
医用テレメータを含めた一元管理を実施してください。
本機器の無線に関する設定は、管理者のもと、電波管理者のみが行うようにしてください。
機器の入替なども、電波管理者が確認のうえ実施してください。
本機器の電波により、医療機関設置の他の無線利用機器に影響を及ぼす可能性があります。
本機器の無線接続は、他の電波利用機器や LED 照明など、電磁波を放射する機器により影響を受ける可能性があります。
本機器を設置した医療施設の外部からの電波により、本機器に影響を及ぼす場合があります。
また、人やワゴン等構造物の移動、扉の開閉などにより、電波強度が変化する場合があります。
本機器の設置後も、必ず定期的に電波環境の調査を実施してください。
無線の状態によっては、本機器から子機への制御および設定変更の通信を受信できない場合があります。制御および設定変更を行った場合は、子機が受信したか適宜確認してください。
本機器は、複数子機と接続時、子機との通信を 1 台ずつ順番に行います。複数子機との無線接続を行う場合は、遅延時間が増大しますので注意してください。
頻繁に無線切断が発生する場合は、操作者は無線管理者に報告してください。無線管理者は、
電波環境を調査の上、対策を講じてください。改善しない場合は、購入元または弊社 ME 相談
センターへご相談ください。

電磁波に関する注意事項

本機器は、EMD 規格 JIS T 0601-1-2:2018 に適合しております。しかし、他の機器からの電磁干渉を防ぐために、本機器の近傍に携帯電話等を近づけないでください。
本機器は、携帯電話など周囲に強い電磁波などが存在すると、波形に雑音が混入する場合や誤動作を起こす場合があります。本機器の使用中、意図せぬ誤動作が発生した場合は、電磁環境の状況を調査し、必要な対策を実施してください。
本機器に対し、電源コンセントを介して他の機器で発生した高周波雑音が混入し、誤動作を起こす場合があります。他の機器の雑音対策を施すか、他の電源コンセントを使用するなど対策をしてください。
医療施設の近傍で雷が発生した場合に、本機器に異常な電圧が誘起される場合があります。雷の可能性がある場合は、バッテリ（オプション）のみで動作させるなど対策をしてください。

iv

バッテリユニット（オプション）に関する注意事項

以下の行為を行わないでください。発熱、発火、破裂などの原因となります。
・分解または改造をする
・強い衝撃を与えるまたは変形させる
・指定以外の機器に接続する・バッテリの極性を逆に接続する・管理者以外が触れる場所へ放置する
バッテリユニットの使用／充電時または保管時に、異臭、発熱、その他異常に気付いたときは、本体の電源を OFF にして AC アダプタを取り外し、使用しないでください。そのまま使用すると、電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
破損などで液漏れしたり異臭がするときは、直ちに火気より遠ざけてください。引火し、破裂または発火する原因になります。
破損などでバッテリから漏れた液が目や口に入った場合または皮膚に付着した場合は、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。放置すると重大な障害を生じる原因となります。

本機器を廃棄するときは、本機器内にある内蔵バックアップ電池およびバッテリユニットを外してください。
バッテリユニットに付属の文書を必ずお読みください。
オプションのバッテリユニットの廃棄方法は、弊社 ME 機器相談センターまでご連絡ください。

アラームに関する注意事項

患者等の状態に起因するアラーム（以下、バイタルアラーム）が発生した場合は、まず患者等の状態を確認し、適切な処置を施してください。
アラーム設定は、患者等の状態を常時監視し、適切な設定であるか確認し、必要があれば変更してください。バイタルアラーム誤判定の原因となります。
本機器を監視施設内に複数設置する場合は、管理者が各機器のアラーム音量を適切に設定してください。操作者がアラーム音量を変更しないようにしてください。
本機器で患者等の監視中は、操作者がアラーム音を聞き取れる範囲から離れないでください。
アラーム音を聞き取れない場合、患者等の状態を把握できない場合があります。
本機器のアラームのみで、患者等の状態を判断しないでください。アラーム音量設定や監視値設定により、患者等の状態を把握できない場合があります。
アラームの発生を停止させる目的で、監視値設定を変更しないでください。患者等の状態を把握できない場合があります。

アラームの音量は、操作者が常時監視可能な範囲内で聞き取れるように設定してください。

v

保守に関する注意事項

お手入れの際は、本体の電源を OFF にして AC アダプタを取り外した状態で行ってください。
管理者は、本機器の設置前や保管時など適切な時期に保守点検を必ず行ってください。
しばらく使用しなかった本機器を再使用するときは、使用前に必ず本機器が正常にかつ安全に動作することを確認してください。
安全に正しく使用するため、日常点検、保守点検は必ず行ってください。医用電気機器の使用・保守の管理責任は、操作者（病院・診療所等）側にあります。日常点検や保守点検を怠ると事故の原因になります。
本機器の分解、および改造はしないでください。
患者等に使用中、サービスまたは保守をしないでください。

本機器のお手入れの際は、乾燥した柔らかい布を使用してください。シンナ、ベンジン等揮発性の液
体やぬれ雑巾等は使用しないでください。

vi

開梱

本機器は、精密機械ですので丁寧に扱ってください。強い衝撃を与えると故障の原因となります。

本機器は、輸送中の損傷を防ぐため特別に設計された梱包箱に入れて出荷されていますが、開梱時には製品が損傷していないかご確認ください。万が一損傷している場合は販売店に連絡してください。なお、将来本機器を輸送する場合は梱包材を保管しておいてください。
ご使用の前に構成品がそろっていること、本体と各構成品に損傷がないことを確認してください。
万一、内容物に不足がございました場合には、お買い求め頂いた販売店または、弊社営業所にお問い合わせください。オプション品は｢13. アクセサリ／オプションリスト｣を参照してください。
本体ユニット .....................................................................1 式
構成品
AC アダプタ .........................................1 個

プリンタ用紙（5 巻入り） .................... 1 箱
ＺＯＮＥ管理シール ............................. 1 枚

AC アダプタ用電源コード .................1 本
持ち運び用ハンドル ............................1 本

取扱説明書 (本書) ............................... 1 冊
取扱説明書ＣＤ ............................... 1 枚

ハンドル取付けネジ M3x15 ..............4 個

保証書 ..................................................... 1 枚

ハンドルスペーサ .................................2 個
bed 番号シール ....................................1 枚

ハンドル取付けネジ M3x15

ハンドルスペーサ

持ち運び用ハンドル

AC アダプタAC アダプタ用電源コード

ＺＯＮＥ管理シール

1 1A 1B 1C 1D 1E 1F
2A 2B 2C 2D 2E 2F
bed 番号シール

プリンタ用紙（5 巻入り）

本体ユニット

取扱説明書（本書）vii

取扱説明書ＣＤ

保証書

Blank page

viii

目次
注意事項の表記方法 ...................................................................................................................................................... i
安全のための警告およびご注意 ................................................................................................................................. i1.

はじめに ............................................................................................................................................................. 52.

機器概要 ............................................................................................................................................................. 5
2.1.
使用目的 ..................................................................................................................................................... 5
2.2.

操作方法 ..................................................................................................................................................... 52.3.

双方向通信について ................................................................................................................................... 6

2.4.

特長............................................................................................................................................................. 63.

略語・記号の解説 .............................................................................................................................................. 7

4.

仕様 .................................................................................................................................................................... 84.1.
一般仕様 ..................................................................................................................................................... 8
4.2.

表示仕様 ..................................................................................................................................................... 8

4.3.

アラーム仕様 .............................................................................................................................................. 9

4.4.

メモリ／バックアップ仕様 ...................................................................................................................... 10

4.5.

プリンタ仕様 ............................................................................................................................................ 10

4.6.

無線仕様 ................................................................................................................................................... 104.7.

電気仕様 ................................................................................................................................................... 114.8.

機構仕様 ................................................................................................................................................... 11

4.9.

接続可能な子機 ........................................................................................................................................ 11

5.1.

各部の名称 .......................................................................................................................................................12
正面図 ....................................................................................................................................................... 125.2.

背面図 ....................................................................................................................................................... 135.3.

底面図 ....................................................................................................................................................... 135.4.

側面図 ....................................................................................................................................................... 145.5.

上部図 ....................................................................................................................................................... 145.

5.5.1.

プリンタキーの説明 ................................................................................................................................. 16

6.1.

使用前の準備 ...................................................................................................................................................17
本体の設置 ................................................................................................................................................ 176.2.

電源の接続 ................................................................................................................................................ 17

6.

6.2.1.

ACアダプタを利用する場合 .............................................................................................................. 17

6.2.2.

バッテリを利用する場合 ................................................................................................................... 18

6.2.3.

持ち運びハンドルの取り付け ............................................................................................................ 196.3.

無線設定の確認／変更 .............................................................................................................................. 20

6.3.1.

無線チャンネルの設定....................................................................................................................... 20

6.3.2.

ステーションアドレスの設定 ............................................................................................................ 20

6.4.
7.

上部キーの説明 ................................................................................................................................. 15

5.6.

日常点検 ................................................................................................................................................... 21

画面と操作 .......................................................................................................................................................23
7.1.
ホーム画面表示概要 ................................................................................................................................. 23
7.1.1.

ホーム画面一覧 ................................................................................................................................. 23

7.1.2.

ホーム画面共通 ................................................................................................................................. 25

7.1.3.

アイコン表示 ..................................................................................................................................... 26

7.1.4.

血圧値表示 ......................................................................................................................................... 281

7.1.5.
7.2.

波形表示 ............................................................................................................................................ 28「ホーム 1/3」
・「ホーム 1/2」画面 ......................................................................................................... 29

7.2.1.

表示内容（子機1台／子機2台／子機3台） ....................................................................................... 29

7.2.2.

表示内容（子機4～6台） .................................................................................................................. 32

7.3.

「ホーム 2/3」
・「ホーム 2/2」画面 ......................................................................................................... 34

7.3.1.

表示内容（子機1台／子機2台／子機3台） ....................................................................................... 34

7.3.2.

表示内容（子機4～6台） .................................................................................................................. 36

7.4.

「ホーム 3/3」画面 .................................................................................................................................. 39

7.5.

「メニュー」画面 ..................................................................................................................................... 40

7.5.1.

画面構成 ............................................................................................................................................ 40

7.5.2.

操作方法 ............................................................................................................................................ 41

7.5.3.

メニュー画面 ..................................................................................................................................... 44

7.6.

「クイックセット」画面 .......................................................................................................................... 45

7.6.1.

「監視値」設定画面 [クイックセット] ............................................................................................. 45

7.6.2.

「測定間隔」設定画面 [クイックセット] ......................................................................................... 45

7.7.

「NIBP」設定画面 .................................................................................................................................... 46

7.7.1.

「監視値」設定画面 [NIBP] .............................................................................................................. 46

7.7.2.

「加圧値」設定画面 [NIBP] .............................................................................................................. 47

7.7.3.

「測定」設定画面 [NIBP] ................................................................................................................. 48

7.8.

「ECG」設定画面 .................................................................................................................................... 49

7.8.1.

「監視値」設定画面 [ECG] .............................................................................................................. 49

7.8.2.

「掃引/感度」設定画面 [ECG] .......................................................................................................... 49

7.9.

「SpO2」設定画面.................................................................................................................................... 50

7.9.1.
7.10.

「監視値」設定画面 [SPO2] ............................................................................................................. 50「Resp」設定画面 .................................................................................................................................... 51

7.10.1.
7.11.

7.11.1.
7.12.

「監視値」設定画面 [RPP] ............................................................................................................... 53「SI」設定画面 ......................................................................................................................................... 54

7.13.1.
7.14.

「監視値」設定画面 [TEMP] ............................................................................................................ 52「RPP」設定画面 ..................................................................................................................................... 53

7.12.1.
7.13.

「監視値」設定画面 [RESP] ............................................................................................................ 51「Temp」設定画面 ................................................................................................................................... 52「監視値」設定画面 [SI] ................................................................................................................... 54「波形」設定画面 ..................................................................................................................................... 55

7.14.1.

「掃引/感度」設定画面 [波形] .......................................................................................................... 55

7.14.2.

「表示」設定画面 [波形] ................................................................................................................... 56

7.15.

「パネル清掃」画面 ................................................................................................................................. 57

7.16.

「機能」設定画面 ..................................................................................................................................... 58

7.16.1.

「PR/HR指定」設定画面 [機能] ....................................................................................................... 58

7.16.2.

「自動印刷」設定画面 [機能] ........................................................................................................... 59

7.17.

「システム」設定画面 .............................................................................................................................. 60

7.17.1.

「日 時」設定画面 [システム] .......................................................................................................... 60

2

7.17.2.

「サウンド」設定画面 [システム] .................................................................................................... 61

7.17.3.

「輝度」設定画面 [システム] ........................................................................................................... 62

7.17.4.

「カスタマイズキー」設定画面 [システム] ...................................................................................... 63

7.18.

7.18.1.

「リスト」画面 [リスト] ................................................................................................................... 65

7.18.2.

「リスト間隔」設定画面 [リスト] .................................................................................................. 67

7.18.3.

「イベント履歴」画面 [リスト] ........................................................................................................ 68

7.18.4.

「印刷」画面 [リスト] ／ [イベント履歴] ....................................................................................... 70

7.18.5.

「消去」画面 [リスト] ...................................................................................................................... 71

7.19.

「トレンド」画面 ..................................................................................................................................... 72

7.19.1.

「トレンド」画面 [トレンド] ........................................................................................................... 72

7.19.2.

「印刷」画面 [トレンド] ................................................................................................................... 73

7.19.3.

「消去」画面 [トレンド] ................................................................................................................... 74

7.20.
8.

「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面 ..................................................................................................................................... 75

8.1.

操作方法 ...........................................................................................................................................................77
システムの起動／停止 .............................................................................................................................. 77

8.2.

非観血血圧測定（NIBP） ......................................................................................................................... 78

8.2.1.

マニュアル測定 ................................................................................................................................. 78

8.2.2.

インターバル測定（測定間隔） ........................................................................................................ 80

8.3.

アラーム機能 ............................................................................................................................................ 81

8.3.1.

アラームの種類と分類....................................................................................................................... 82

8.3.2.

アラーム信号の種類と通知個所 ........................................................................................................ 83

8.3.3.

アラーム発生時の動作....................................................................................................................... 84

8.3.4.

アラーム解除時の動作....................................................................................................................... 85

8.3.5.

アラーム内容 ..................................................................................................................................... 86

8.3.6.

9.

「リスト」画面 ........................................................................................................................................ 65

アラーム発生から解除までのシーケンス.......................................................................................... 878.4.

無線通信による遅延時間 .......................................................................................................................... 88

8.5.

データの記録/消去 .................................................................................................................................... 89

8.5.1.

血圧測定によるメモリ....................................................................................................................... 89

8.5.2.

リスト間隔によるメモリ ................................................................................................................... 89

8.5.3.

アラーム発生によるメモリ ............................................................................................................... 90

8.6.

電源／バッテリ動作 ................................................................................................................................. 91

8.7.

電波強度 ................................................................................................................................................... 91

システムモード ................................................................................................................................................92
9.1.
保守モード ................................................................................................................................................ 92
9.2.
9.2.1.

システム設定 ............................................................................................................................................ 93
子機ステーションアドレス設定 ........................................................................................................ 94

9.3.

設定値印刷 ................................................................................................................................................ 94

9.4.

テストモード ............................................................................................................................................ 94

9.5.

エアモニタモード ..................................................................................................................................... 94

10.
プリンタユニット ............................................................................................................................................95
10.1.
プリンタ用紙のセット .............................................................................................................................. 953

10.2.

波形印刷 ................................................................................................................................................... 9610.3.

測定値印刷 ................................................................................................................................................ 96

10.4.

リスト印刷 ................................................................................................................................................ 97

10.5.

リスト全件印刷 ........................................................................................................................................ 98

10.6.

イベント履歴印刷 ..................................................................................................................................... 98

10.7.

イベント履歴全件印刷 .............................................................................................................................. 99

10.8.

トレンド印刷 ............................................................................................................................................ 99

10.9.

設定値印刷 .............................................................................................................................................. 100

11.
バッテリユニット ..........................................................................................................................................101
11.1.
バッテリユニットの取り付け ................................................................................................................. 102
11.2.

バッテリの充電方法 ............................................................................................................................... 103

12.
保守 ................................................................................................................................................................10412.1.
保守点検と安全管理 ............................................................................................................................... 104
12.2.

清掃......................................................................................................................................................... 104

12.3.

廃棄......................................................................................................................................................... 105

12.4.

修理を依頼される前に ............................................................................................................................ 105

12.5.

エラーコード表 ...................................................................................................................................... 106

12.6.

定期点検 ................................................................................................................................................. 108

12.7.

業者による保守点検 ............................................................................................................................... 108

12.8.

初期設定（工場出荷設定） .................................................................................................................... 109

13.

アクセサリ／オプションリスト .................................................................................................................... 111

14.
アフタ－サービス・保証 ............................................................................................................................... 111
14.1.
保証期間 ................................................................................................................................................. 111
14.2.

免責事項 ................................................................................................................................................. 111

14.3.

製品に関するご質問・ご相談窓口 ......................................................................................................... 111

15.
付録 ................................................................................................................................................................ 112
15.1.
付録1: バンド3の周波数チャンネルとゾーン一覧表 ............................................................................. 112
15.2.

付録2: bed番号一覧表 ............................................................................................................................ 112

15.3.

付録3: 指針および製造業者の宣言 ........................................................................................................ 113

15.3.1.

設置および仕様 ............................................................................................................................... 113

15.3.2.

電磁両立（EMC）に関する仕様 ..................................................................................................... 113

15.4.

付録4: RPT（レピュート）機能 ............................................................................................................. 116

4

1.

はじめに

このたびは、弊社製品

リモートモニタ(TM-2126)

をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、リモートモニタの操作方法ならびに保守・仕様について記述したものです。本機器をご理解いただき、十分にご活用いただくためにご使用前に本書をよくお読みになり、いつでも見られるところに大切に保管してください。

2.
2.1.

機器概要
使用目的

本機器は、病院または診療所の操作者が常駐する場所（ナースステーション等）に設置し、無線機を介して、病室などに設置された子機を装着した患者等のバイタルデータをモニタリングします。
また本機器はアラームシステムを備えています。子機から送信されたアラーム信号に基づき、アラーム状態となります。

本機器の情報のみで、患者等の状態を判断しないでください。操作者が本機器の特性を十分に理解した上で、臨床症状や他の検査結果等と合わせて総合的に行ってください。
本機器は、ベッドサイドモニタ等（以下、子機）との通信に、医用テレメータで使用されている周波数帯を使用し、子機との双方向通信（テレメータ・テレコントロール）を行います。そのため、医用テレメータを使用する他の医療機器に影響を及ぼす可能性があります。
本機器のアラームのみで、患者等の状態を判断しないでください。アラーム音量設定や監視値設定により、患者等の状態を把握できない場合があります。

2.2.

操作方法

本体上部のキー、および画面内に表示されるアイコンをタッチすることで操作を行います。
電源 OFF 操作のみ、誤って電源 OFF にならないよう、電源ボタン約 3 秒長押しで動作します。
本機器と子機との無線接続は、管理者による設定後は自動で行われます。また、無線接続が一時的に切断した
場合は、電波状況が改善後自動で再接続を行います。
詳細は「8. 操作方法」を参照してください。

頻繁に無線切断が発生する場合は、操作者は無線管理者に報告してください。無線管理者は、
電波環境を調査の上、対策を講じてください。改善しない場合は、購入元または弊社 ME 相談
センターへご相談ください。

5

2.3.

双方向通信について

本機器は、無線接続する子機と「双方向通信」を行います。
本機器から子機に対して、以下のデータ要求を送信します。子機は、本機器からの要求に対してデータを送信します。データは複数回に分割して送受信を行います。
非観血血圧： 測定値, 監視値, 設定値

心電図： 測定値, 監視値, 設定値, 波形

動脈血酸素飽和度 ： 測定値, 監視値
呼吸： 測定値, 監視値, 設定値

体温： 測定値, 監視値, 設定値

本機器から子機に対して、以下の設定変更要求を送信します。子機は、本機器からの要求に対して、子機の設定を変更します。変更結果は、データ要求に対する返信時に反映されます。
非観血血圧： 監視値, 設定値

その他測定項目： 監視値

詳細は「7.5.2 操作方法」の「双方向通信機能について」を参照してください。

無線の状態によっては、本機器から子機への制御および設定変更の通信を受信できない場合があります。制御および設定変更を行った場合は、子機が受信したか適宜確認してください。
本機器は、複数子機と接続時、子機との通信を 1 台ずつ順番に行います。複数子機との無線接続を行う場合は、遅延時間が増大しますので注意してください。

2.4.

特長
特定小電力無線により、漏洩ケーブルの施設をしなくても、子機のモニタリングができます。
オプションのバッテリユニットを搭載することで、移動時や電源のない場所でも子機のモニタリングができます。
子機のアラーム状態に応じアラーム通知（視覚・聴覚）、自動印刷（波形・測定値）、リストデータ格納をします。
測定値、波形が認識しやすい TFT カラー液晶を採用しております。
頻繁に使用する機能をタッチキーに割り当てる「カスタマイズキー」機能を利用できます。
薄型軽量で持ち運びに便利な設計となっております。

6

3.

略語・記号の解説
略語

解説

bpm

1 分間あたりの拍数。

beats per minute

DIA

拡張期血圧値（最低血圧）。

Diastolic Pressure

ECG

心電図測定。

Electrocardiogram

HR

心拍数。

MAP

非観血血圧測定における平均血圧値。

mmHg

血圧値の単位。

NIBP

非観血血圧測定。

PR

脈拍数。

Pulse Rate

Resp

呼吸測定。

Respiration

RPP

最高血圧(NIBP)×脈拍数(ECG)。

RPT

レピュート機能。「15.4. 付録 4: RPT（レピュート）機能」を参照。 Realtime Pulse Trigger

RR

呼吸数。

SI

心拍数(ECG)／最高血圧(NIBP) または、脈拍数(SpO2)／最高血圧(NIBP)。

SpO2

経皮的動脈血酸素飽和度。

percutaneous arterial Oxygen Saturation(Oxygen Saturation by pulse oximetry)

SYS

収縮期血圧値（最高血圧）。

Systolic Pressure

Temp

体温測定。

Body Temperature---

未測定時／測定不能時表示。

Heart Rate
Mean Arterial Pressure
Non Invasive Blood Pressure

Rate Pressure ProductRespiration Rate
Shock Index

E00 ～ E99 エラーコード表示。
記号(シンボル)解説／装置の一部の｢入｣。表示を ON します。／ 装置の一部の｢切｣。表示を OFF します。

／

血圧測定の｢開始｣。／ 血圧測定の｢停止｣。
ホーム キー。ホーム画面を表示します。
メニュー キー。メニュー画面を表示します。
アラーム解除 キー。
波形印字 キー。
紙送り キー。
注意記号。
添付文書、取扱説明書を参照。
発火注意。
交流。
直流。
取扱説明書に従うこと。

7

4.

仕様

4.1.

一般仕様
項目

仕様

型名

TM-2126

販売名

リモートモニタ

認証番号

301AHBZX00018000

一般的名称

セントラルモニタ

医療機器の分類

管理医療機器、特定保守管理医療機器

EMD 適合規格

JIS T 0601-1-2:2018

電撃 に対 する 保護の形式による分類AC アダプタ動作時: クラスⅠ機器

バッテリ動作時: 内部電源機器

適合安全規格JIS T 0601-1:2017
JIS T 60601-1-8:2012

耐用期間

設置後 6 年。
当社データによる自己認証。(正規の保守点検などの推奨された環境で使用した場合のデータです。使用状況により差異が生じることがあります｡)

4.2.

表示仕様
項目

表示画面

計測値表示

仕様
画面サイズ

: 6.5 インチ TFT 液晶

表示画素数: 640×480 [dot]有効表示領域: 132.48×99.36 [mm]

項目

:
:
:
:
:
:
:
:

同期アイコン
リスト／トレンド表示

リスト表示
トレンド表示

波形表示

表示項目
トレース数
トレース方式
フリーズ表示非観血血圧値 (最高･最低･平均血圧)
脈拍数 (NIBP／SpO2)
心拍数
呼吸数 ※1
SpO2
体温 ※1(RPP／SI) ※1
心拍(ECG 波形表示子機のみ対象): 最高･最低･平均血圧、心拍数 (脈拍数)、呼吸数、SpO2、体温、RPP、SI ※1: 最高･最低･平均血圧、心拍数 (脈拍数)、呼吸数、SpO2、体温、RPP、SI ※1::::

ECG 波形
最大 2 トレース
ステーショナリトレース
ECG 波形※1 対象パラメータは、無線接続する子機の設定によって異なります。

8

4.3.

アラーム仕様項目

アラーム状態の種類

アラーム信号の種類

仕様
生体アラーム: 患者等の状態に関連して発生するアラーム

テクニカルアラーム: 本機器や接続子機の状態により発生するアラーム

情報信号: アラーム信号以外の通知全般

聴覚アラーム
視覚アラーム: 内蔵スピーカからのアラーム音発生: アラームランプの点灯／点滅
画面上のアラーム通知領域への表示、アラーム測定値の反転

アラームの優先度

高優先度アラーム: 患者等または本機器に異常が発生し、処置をしない場合は数分以内に患者等が損傷または死亡する可能性がある場合に発報中優先度アラーム: 患者等または本機器に異常が発生し、数分から数十分以内に対処すれば患者等に損傷または死亡が生じない場合に発報

低優先度アラーム: 数十分から数時間が経過してはじめて、患者等に障害が生じる
場合に発報

アラーム遅延時間

子機で発生したアラームを本機器で受信するまでの遅延時間: 2 ～ 45 秒（「8.4. 無線通信による遅延時間」を参照）

アラーム通知内容監視値の超過時: 最高血圧最低血圧
平均血圧／（RPP／SI） ※1
心拍数／脈拍数
SpO2
体温

機器異常時

: NIBP 測定エラー
ECG 電極はずれ
SpO2 センサはずれ
テレメータ接続エラー
セントラルモニタバッテリ低下

アラーム特性

表示アラーム
高優先度
中優先度
低優先度

: 赤色の点滅（周期 約 600 ms）: 黄色の点滅（周期 約 2000 ms）: 黄色の点灯

音響アラーム（いずれも JIS T 60601-1-8:2012 規程の音）
高優先度: 『ポンポンポーンポンポーン』×2 回の反復 (周期 約 4.6 秒)
中優先度: 『ポンポンポン』の反復(周期 約 9.4 秒)
低優先度: 『ポンポン』の反復(周期 約 16.7 秒)
音量: 42～84 dB (A),(F)(JIS T 60601-1-8:2012 要求対応 背面スピーカから 1m)

アラーム動作／操作発生: 子機からのアラーム通知を基に、本機器を自動でアラーム状態とします。

中断(PAUSED): アラーム状態において、操作者によるボタン操作で、アラーム
音を中断します。中断後も 2 分間継続してアラーム状態である
場合は、再びアラーム発生となります。

停止(OFF): アラーム状態の場合に、アラーム状態が解消されていなくとも、操作者によるボタン操作により、アラームを停止します。

リセット(RESET): 子機からのアラーム通知が無くなり、アラーム状態が解消されると、本機器は自動でアラームリセットとなります。

※1 対象パラメータは、無線接続する子機の設定によって異なります。

9

4.4.

メモリ／バックアップ仕様
項目

メモリ項目

仕様
イベント情報リストデータ
トレンドデータ

データメモリ間隔: (子機 1～3 台接続時) 子機 1 台あたり 600 データ: (子機 4～6 台接続時) 子機 1 台あたり 360 データ: 15、30 秒、1、2、2.5、3、5、10、15、30、60 分

イベントメモリ機能

メモリデータ数: 600 データ (接続中の全ての子機で共有)

バックアップ項目

項目: 時刻設定患者名設定
機器設定: 不揮発性メモリによるバックアップ ※1

リストメモリ機能

メモリデータ数

バックアップ方法※1 接続子機数を「3 台以下」と「4 台以上」を切り換えた場合は時刻以外の設定が初期化されます。

4.5.

プリンタ仕様
項目

仕様

プリンタ部

サーマル式ラインプリンタ 紙幅： 58 mm

印字機能

波形印字 :ECG 波形印字（16 秒間分）
リスト印字、グラフ印字、トレンド印字：最高・最低・平均血圧、心拍数（脈拍数）、
呼吸数、SpO2、体温、(RPP／SI) ※2※2 対象パラメータは、無線接続する子機の設定によって異なります。

4.6.

無線仕様
項目

仕様

適合規格

「特定小電力無線局テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線機設備」
に関する標準規格：ARIB STD-T67

電波形式

F1D

周波数安定度±4 ppm 以内

空中線電力

10 mW

通信方式

単信

発信方式

PLL シンセサイザ方式

無線間通信速度4800 bps

周波数範囲429.2500 ～ 429.7375 MHz

チャンネル数40 チャンネル (チャンネル間隔 12.5 kHz)アンテナ

１/４λワイヤーアンテナ

10

4.7.

電気仕様
項目

仕様

AC 電源

電源電圧

: AC100 V(指定 AC アダプタ使用)

電源周波数: 50-60 Hz

電源入力: 60 VA

バッテリユニット
動作時間: 7.4 V／2500 mAh: 4 時間以上

直流電源(指定バッテリ使用)(新品バッテリ満充電、印刷なし、輝度設定 2、周囲温度 25°C)
内蔵バックアップ電池

4.8.

コイン型リチウム電池: CR2450

機構仕様
項目

仕様

寸法

244(W)×373(H)×148(D) [mm]
※ 転倒防止スタンド付､ハンドル未取付､アンテナを含む

質量

約 1.7 kg

動作環境

温度 :＋10 ～＋40 ℃

湿度 : 30 ～ 85 %RH

気圧 : 70 ～ 107 kPa

保存環境

温度 :－20 ～＋60 ℃

湿度 : 95 %RH 以下

気圧 : 70 ～ 107 kPa

4.9.

※ バッテリユニット､プリンタ用紙､ハンドルを含まず接続可能な子機接続可能な子機
本製品の子機として接続可能な製品は以下のとおりです。
最新の対応状況など、詳細につきましては弊社営業までお問い合わせください。
シリーズ名TM-2590

TM-2591

型名

全型式

TM-2591M-JC16

無線ユニット(拡張ユニット)

TM2140-10(TM2590-03)

無線ユニット内蔵

画面表示、リスト表示する測定データは接続する子機の数や測定パラメータにより異なります。
該当パラメータを測定できない子機を接続している場合非表示となります。
子機と接続する場合は、本機器のシステム設定項目のプロトコルを「04」に設定してください。

11

5.

各部の名称

5.1.

正面図

①

⑤

②
③
④

番号
①

名称
アンテナ

説明
無線通信用のアンテナです。
アラーム時に、点滅／点灯します。
「8.3. アラーム機能」を参照。

②

アラームランプ

優先度

アラーム時

消音時

高

赤点滅

赤点灯

中

黄点滅

黄点灯

低

黄点灯

消灯

また、心拍に同期して緑色点滅します。
③

外光センサ

外光の明るさを測定し、表示画面の輝度を自動的に調整します。
「7.17.3. 「輝度」設定画面 [システム]」を参照。

④

ディスプレイ

タッチパネル式の液晶ディスプレイです。測定値、波形や機器状態を表示します。

⑤

上部キー

各種操作キーが割り当てられています。「5.5.1. 上部キーの説明」を参照。

12

5.2.

背面図

①

③

②

番号

名称

説明

①

スピーカ

アラーム音やクリック音などを出力するスピーカです。

②

バッテリ交換蓋オプションのバッテリユニットを収納する際に交換する蓋です。

③

電源コネクタ

付属の AC アダプタの電源コードを接続します。

5.3.

底面図

①

番号
①

名称
架台取付ネジ穴

説明
本機器を専用架台に取り付けるためのネジ穴です。専用架台に附属するネジを使用して取り付けることができます。

13

5.4.

側面図

①

②

番号
①

名称

説明
サーマル式のプリンタユニットです。
「10. プリンタユニット」を参照。

プリンタ

本機器の使用に際しての注意事項が記載されています。
②

警告ラベル

5.5.

警告ラベルが剥がれている場合は、お買い求め頂いた販売店または、
弊社 ME 機器相談センターまでご連絡ください。

上部図
①
②

③

番号

名称

説明

①

受信ランプ（橙）

本機器が子機から、信号を受信した際に点灯します。

②

送信ランプ（緑）

本機器が子機に対して、信号を送信した際に点灯します。

③

上部キー

本機器の各種操作を行うキーです。
「5.5.1. 上部キーの説明」を参照。

14

5.5.1.

上部キーの説明

①
④

②

⑤
③
番号

⑥
名称

説明
電源の動作状態を LED で表示します。
「6.2.1. AC アダプタを利用する場合」を参照。
LED

①

電源ランプ

状態

緑色点灯

稼動中

橙色点灯

電源 OFF（バッテリ充電中）

消灯

電源 OFF（バッテリ接続時は、バッテリ充電完了）

赤色点滅

電源異常発生待機状態にある本機器全体を ON／OFF させ、 電源 キーとして機能します。
電源 OFF するには、3 秒以上押し続けます。
②

電源

キー

本機器の電源監視機能と充電制御機能は、AC 電源を接続で ON／AC 電源取り外しでOFF となります。
「8.1. システムの起動／停止」を参照。
子機 1 台接続時
血圧測定待機中 ................. 血圧測定･開始
血圧測定中 ........................ 血圧測定･停止③

キーとして機能します。
キーとして機能します。

血圧測定／停止 キー
複数子機接続時
各子機に血圧測定を指示するためのポップアップを表示します。
「8.2.1. マニュアル測定」を参照。

④

アラーム解除 キー

子機から受信したアラーム状態に対して、本機器の「アラーム解除」を行います。この操作によって子機のアラーム動作が変化する事はありません。
「8.3. アラーム機能」を参照。

⑤

メニュー キー

各種設定を行うための「メニュー」画面を表示します。
「7.5. 「メニュー」画面」を参照。
「ホーム」画面表示中に ホーム キーを押すと、「ホーム」画面が切り替わります。
「リスト」画面、「トレンド」画面、「設定」画面など「ホーム」画面以外を表示中に
ホーム キーを押すと、前回表示した「ホーム」画面に戻ります。
｢ホーム 1｣画面⑥

ホーム/画面選択 キー

キー｢リスト｣画面｢ホーム 2｣画面｢トレンド｣画面｢ホーム 3｣画面｢設定｣画面

※複数子機接続時は「ホーム 3」は表示されません。
「7.1.1. ホーム画面一覧」を参照。

15

5.6.

プリンタキーの説明

①

②

番号

名称

説明

①

紙送り

キー

キーを押すと、プリンタ用紙を紙送りします。

②

波形印字／停止 キー

ECG 波形を印字します。
印刷中にキーを押すと、印刷を停止させます。

詳細は「10. プリンタユニット」を参照してください。

16

6.

使用前の準備

6.1.

本体の設置

本書巻頭の使用上の注意事項を参照し、適切な場所に安全かつ正しい方法で本機器を設置してください。

6.2.

電源の接続

本機器は、
「AC 電源による動作」と「バッテリによる動作」の選択ができます。一時的な移動時などには
バッテリユニットの利用が便利です（バッテリユニットはオプションです）。接続電源種別ごとの、電撃に対する保護の形式は、以下のとおりです。
AC アダプタ動作時:

クラスⅠ機器

バッテリ動作時:

内部電源機器6.2.1.

ACアダプタを利用する場合

電源電圧は必ず AC100V でご使用ください。指定外の電源に接続すると、故障や火災の原因となります。
付属の電源コードを使用し、接地極付医用 3P コンセントに接続してください。
異なるコンセントに接続すると、電撃を受ける原因になります。
必要なときにすぐに、AC アダプタが接地極付医用 3P コンセントから取り外せる状態で AC ア
ダプタを設置してください。すぐに取り外せないと、トラブルなどへの対処に時間が掛かる場
合があります。

手順：

接地極付医用 3P(1) 付属の電源コードを AC アダプタに差し込

コンセント

み、反対側のプラグを壁面の接地極付医用
3P コンセントに差し込んでください。
(2) AC アダプタの出力ケーブルを本体の電源コード

電源コネクタへ差し込んでください。
(3) AC アダプタの出力ケーブルをケーブルク

AC アダプタランプで固定してください。

電源ランプの状態

ケーブルクランプ

電源コネクタ

電源ランプの状態一覧です。
LED

状態

緑色点灯 稼動中
橙色点灯 電源 OFF
消灯

電源 OFF（バッテリ充電中）（バッテリ接続時は、バッテリ充電完了）

赤色点滅 電源異常発生「6.2.1 AC アダプタを利用する場合」を参照してください。

176.2.2.

バッテリを利用する場合

バッテリユニットはオプションです。ご注文の際は「13. アクセサリ／オプションリスト」を参照してください。バッテリの取り付け方法の詳細は、「11. バッテリユニット」を参照してください。

バッテリユニットは、必ず指定のものを使用してください。
バッテリユニットは必ず始業前点検を実施してください。
有効期限が切れたバッテリは動作時間が極端に短くなる場合がありますので、使用し続けないでください。

バッテリユニットは、必ず専用オプションを使用してください。
新品のバッテリユニットは充電されていません。取付け後に充電を行ってください。

電源の切替
下記いずれかの条件で AC 電源から本体に電力が供給されないと、瞬時にバッテリ動作に切り替わります。
本体から AC アダプタを外した場合
電源コードをコンセントから抜いた場合
停電等で AC100V が供給されない場合

電源は自動的に切り替わります。画面の電源アイコン表示で確認してください。
電源アイコンの詳細は、「8.6. 電源／バッテリ動作」を参照してください。

充電
バッテリユニットの充電は下記の通り行われます。
手順：(1) 充電は、本体を AC アダプタで電源に接続すれば開始します。
（

電源キーの入切とは無関係です。
）(2) 充電は、開始後約 8 時間にて完了します。
(3) 充電の状態は、電源ランプにより判断できます。

満充電の状態で、バッテリでの動作時間が新品の時と比べて極端に短くなった場合、バッテリユニット内部のバッテリ交換が必要です。
バッテリユニット内部のバッテリは、1 年に一度交換することをお薦めします。
バッテリユニットの使用期間が 1 年に満たない場合でも、使用環境により劣化することがあります。

18

6.2.3.

持ち運びハンドルの取り付け

本機器に取り付け可能な、持ち運びハンドルが附属しています。取り付けることにより、保守や一時的な移動の際にハンドルを使用することで、落下の危険性を低下させることができます。

ハンドルスペーサ※ ハンドルスペーサは、ハンドルの向きに関わらず、図の向きで本体側に取り付けてください。
持ち運びハンドル

取付けネジ
本体と持ち運びハンドルの間に、
ハンドルスペーサを必ず挿入し、取付けネジでしっかり固定します。

持ち運びハンドルを取り付ける場合は、必ずハンドルスペーサを取り付けてください。
ハンドルスペーサを取り付けないと、ハンドルが破損する場合があります。
ハンドルに体重を掛けたり、重い物を載せないようにしてください。ハンドルが破損した
り、人に障害が生じる場合があります。

19

6.3.

無線設定の確認／変更

本機器にて子機と通信を行うためには、本機器と子機の無線設定を確認する必要があります。本機器を複数設置する場合にも、無線の干渉を防ぐため確認が必要です。「9.2. システム設定」を参照してください。

無線設定の変更は、管理者または管理者の指導の下に電波管理者が行うようにしてください。
システム設定の確認および変更中は、患者等の状態をモニタできません。

6.3.1.

無線チャンネルの設定

本機器および本機器でモニタする子機の両方に、無線チャンネルの設定が必要です。無線チャンネルは、本機器と子機の全てで同じチャンネルを使用します。異なるチャンネルにすると、本機器でモニタすることができません。

無線チャンネルの設定は、この製品が使用される環境に応じた設定が必要になります。他の製品ですでに使用されている無線チャンネルがあった場合、その無線チャンネルをこの製品で設定してはなりません。システムモードの[エアモニタ]を利用して、他製品においてすでに使用済の無線チャンネルを調査することができます。
「9.5. エアモニタモード」を参照してください。

6.3.2.

ステーションアドレスの設定

本機器および本機器でモニタする子機を識別するために、それぞれに異なるステーションアドレスの設定が必要です。本機器と子機のステーションアドレスは重複しないように初期設定されていますが、子機同士は重複しないよ
うに注意のうえ設定をしてください。

複数の子機でステーションアドレスが重複した場合、子機ごとに正しいモニタができず、患者等のバイタルサインを誤取得したり、アラーム通知を取得できない場合があります。

20

6.4.

日常点検

本機器を正しくお使いいただくために、下記項目の日常点検を実施してください。
（始業時の点検を推奨します。）
本機器に異常がみられましたら、弊社 ME 機器相談センターへお問い合わせください。

安全に正しく使用するため日常点検を必ず行ってください。
「サウンド設定」のクリック音が OFF に設定されている場合、電源投入時の起動音は鳴りません。スピーカの動作確認は、別の手段で実施してください。

電源投入前
項 目

内 容
落下等による変形、破損がないこと。

外観／表示部

各部の汚れ、サビ、キズがないこと。
パネル類の割れや剥がれがないこと。
機器が水などの液体で濡れていないこと。

記録紙

記録用紙の量が十分であること。

電源

AC アダプタ／コード等破損していないこと。

電源投入時
項 目

内 容
アラームランプの赤色と黄色が点灯すること。

本体起動音が鳴ること。

電源投入後
項 目

内 容
電源立ち上げ後正常に起動すること。

起動

発火、発煙や異臭がないこと。
異常な音がしないこと。
電源投入後、電源インジケータ LED が点灯し待機画面になること。

表示部

エラーコードが表示されていないこと。
表示上での文字/数字の欠けがないこと。

アラーム機能操作部

アラームランプは正常に点灯すること。
アラーム音と音量が適正か確認すること。
血圧測定／停止キー等の各スイッチ類の動作に異常がないこと。

記録部

記録紙の有無と紙切れを検出すること。

バッテリ

充分に充電されているか確認すること。充電しても動作時間が極端に短くなった場
合、電池の交換が必要です。

（装着機種の場合のみ）バックアップ機能

時計の日付、時刻が正しいこと。
各設定値が保持されていること。

21

内蔵バックアップ電池が消耗した場合、電源が OFF になると各設定値が消去される場合があります。
時刻が初期化されている場合は、管理者へ連絡または弊社相談窓口までご連絡ください。
子機の接続台数を、3 台以下から 4 台以上（もしくは、その逆）に切り換えた場合、時刻以外のメモリされたバックアップ項目は初期化されます。

22

7.

画面と操作

本機器の画面はタッチパネル式ですので、各画面の操作は、直接画面にふれることにより可能です。画面をタッチすると、「ピッ」という音が鳴ります。また、画面を直接タッチできる距離を操作者の位置として設計されています。

タッチパネルの表面を鋭利な刃物やとがった物などで、こすったり押したりしないでください。

7.1.

ホーム画面表示概要

7.1.1.

ホーム画面一覧「ホーム」画面は、本機器と接続する子機の台数により、画面構成および種類が異なります。
子機 1 台との接続では「ホーム 1/3」、「ホーム 2/3」、「ホーム 3/3」の 3 種類、複数子機との接続では
子機 2 台／3 台／4～6 台接続時、「ホーム 1/2」、「ホーム 2/2」の 2 種類ずつ、計 9 画面で構成されます。
画面の左上に“ホーム画面番号”が表示されていないときに本体上部のホームキーを押すと､“ホーム画面番号”が表示されます。“ホーム画面番号”が表示されているときにホーム「ホーム」画面が １→２→３→１…（または、１→２→１…）の順に切り替わります。
以下に各「ホーム」画面の表示例を列挙します。
子機 1 台接続時の画面例「ホーム 1/3」「ホーム 2/3」「ホーム 3/3」

23

キーを押すと､

子機 2 台接続時の画面例「ホーム 1/2」「ホーム 2/2」※「ホーム 1/2」、「ホーム 2/2」において HR および PR は自動選択して表示します。
子機 3 台接続時の画面例「ホーム 1/2」「ホーム 2/2」※「ホーム 1/2」、「ホーム 2/2」において HR および PR は自動選択して表示します。
※「ホーム 2/2」では、下段部の子機表示において監視値と MAP は表示されません。
子機 4～6 台 接続時の画面例「ホーム 1/2」
0101 SYS
160
90
INT:120 10:15
0102

C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ
0103

D ｶﾝｼｬ
ﾞ D ｻﾝ0104

E ｶﾝｼｬ
ﾞ E ｻﾝ
0105

F ｶﾝｼｬ
ﾞ F ｻﾝ

0101

ADULT 10:33
Temp
CUFF:AUTOmmHg INT:OFF
SYS
DIA

x 1

bpm

RR

SpO2

SI

PR

SpO2

PR

0102 SYS----- --:-RR
Temp
CUFF:--- mmHg INT:OFF
SYS
DIA
MAP

SpO2

PR

ADULT 08:47
CUFF: 180mmHg INT:OFF
SYS

SpO2

HR

88
Temp SpO2
37.4 HR 89

INT:OFF
10:33

143

DIA

Temp

リスト

10:40

148
101

SYS
160
90
DIA
100
50
MAP
130
70

63

HR
100
40
SpO2 OFF90
mmHg Temp 38.0
OFF
RR 60
mmHg
6

bpm

96%
36.3
℃
12/min(101 )

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ D ｶﾝｼｬ
ﾞ E ｻﾝ F ｶﾝｼｬ
ﾞ F ｻﾝﾞ D ｻﾝ E ｶﾝｼｬ

NEO--:-Temp
CUFF: 120mmHg INT:OFF
SYS
DIA
MAP

リスト

テレメータ通信切断

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
ADULT CUFF: 180mmHg INT:120 10:15

12

ADULT 10:20
CUFF: 200mmHg INT: 20

120分

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ

96 63
143 88 (10.6)
37.4 42 89 105.
--- --- (---)
98 11937.1--- --- (--- )--.- --- --- --130 84 (100 )
93 77
38.1
血圧測定中
16 99 62

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ

間隔

10:40

36.3

148 101 (117)0106「ホーム 2/2」

テレメータ通信切断

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
ADULT CUFF: 180mmHg Temp 38.0℃
DIA
MAP 130
OFF
HR
SpO2
%
100
70 mmHg RR
/min
50
100
40
OFF
mmHg
mmHg
40
6
90
SYS
DIA
RPP
SpO2
HR

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ

RR

42

105

リスト

間隔

120分

RR

INT:OFF--:--

0103 SYS

INT:OFF--:--

0104 SYS------

INT:OFF
08:47

0105 SYS

INT: 2010:200106 SYS

130

血圧
測定中

DIA
DIA
----84
SpO2
Temp SpO2
Temp SpO2
98 --.- HR --- 38.1 PR 93
PR
DIA

119 --- --RR

ｸｲｯｸｾｯﾄ

トレンド

SpO2
HR

99

77 16 62
RR

リスト※「ホーム 1/2」、「ホーム 2/2」において HR および PR は自動選択して表示します。
また、画面最上段の波形表示対象子機以外では、「監視値」「単位」「測定対象」は表示されません。
※「ホーム 2/2」において、波形表示対象子機以外では、「RPT マーク」「MAP」は表示されません。
※システム設定で接続設定されていない子機は、「患者名」の枠全体がグレーで表示されます。

24

7.1.2.

ホーム画面共通

全ホーム画面に共通して表示される内容について説明します。
①

RadioID:0101

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]②

x 2

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
HR

PR

SpO2

RR

100
40

OFF
90

40
6

63 65 96 12
148 101 (117 ) 36.3

③
100
40

bpm

10:15

④

SYS

⑤

160
90
ADULT
CUFF: 180mmHg

⑥

間隔

%

bpm

DIA

mmHg

120分

ｸｲｯｸｾｯﾄ

mmHg

トレンド

⑧

/min

MAP INT:120

100
50

⑦

Temp

⑨

38.0
OFF

130
70

mmHg

℃

リスト

⑩

接続子機が 1 台のときの「ホーム 2/3」表示例

番号

名称

説明

①

チャンネル設定値

現在設定されているチャンネルとステーションアドレスを、電波強度アイコンまたは“RadioID”の、右側または下側に表示します。「8.7. 電波強度」を参照。
現在の無線電波強度を 4 段階のアイコンで表示します。
「7.1.3 アイコン表示」参照。

②

ECG 誘導／フィルタ

ECG 波形をモニタしている子機で使用中の「ECG 誘導 / フィルタ」の種類を表示します。

③

同期アイコン

ECG 波形をモニタしている子機について、心拍の同期音と共にハートマークを“HR”の下に点滅表示します。
子機 4～6 台接続時「ホーム 1/2」表示では、全ての子機で表示されません。

④

レピュートアイコン

レピュート測定が有効の場合に、点灯または点滅します。
「7.7.3. 「測定」設定画面 [NIBP]」を参照。

⑤

カスタマイズキー

3 つの［カスタマイズキー］に、システム設定で割り当てられた機能が割り当てられています。システム設定にて各機能の割り当てを変更することが可能です。
「7.17.4. 「カスタマイズキー」設定画面 [システム]」を参照。

⑥

測定間隔設定キー

ECG 波形をモニタしている子機の NIBP インターバル測定間隔が表示されます。
キーをタッチすると、設定画面が表示されます。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照。

⑦

時刻

現在時刻を表示します。
「7.17.1. 「日 時」設定画面 [システム]」を参照。

⑧

消音アイコン

各子機のアラーム状態を示す各種アイコンを表示します。ホーム画面により表示位置が異なります。
「7.1.3 アイコン表示」を参照。

⑨

機器アイコン

本機器の状態を示す各種アイコンを表示します。
「7.1.3. アイコン表示」を参照。

⑩

電源アイコン

本機器の電源状態を表示します。「7.1.3. アイコン表示」を参照。

25

同じ「ホーム」画面を継続して 3 秒間表示すると、表示中の「ホーム画面番号」をバックアップ機能によりメモリします。メモリ後、画面左上に表示している「ホーム画面番号」が消えます。以後は、電源投入後またはホーム キーを押すと、選択した「ホーム」画面を表示します。

画面に表示する測定値は、無線接続する子機により測定された測定値です。該当する測定値が無い場合は、空欄または“－－－”表示になります。
電波強度アイコン左の RadioID は、子機のチャンネル(下 2 桁)とステーションアドレスの組合せです。
(例)

7.1.3.

RadioID:1601 は、子機のチャンネル 3016、ステーションアドレス 01 の組合せを表します。

アイコン表示同期アイコン

緑色

説明
ECG 測定値の横に表示され、拍動に合わせて点滅します。
複数子機接続時は、波形表示対象の子機のみ表示されます。
※子機 4～6 台接続時の「ホーム 1/2」表示では、全ての子機で表示されません。

レピュートアイコン

説明
レピュート測定が有効の場合に、点灯または点滅します。
「7.7.3. 「測定」設定画面 [NIBP]」を参照。

消音アイコン

説明

ピンク色

NIBP 以外の監視値アラームについて、「アラーム音中断」したことを示します。アラーム
音中断状態が 2 分以上継続すると、再度アラーム音が鳴ります。子機のアラーム状態が解消されるまで継続します。アラーム状態が解除されると自動的にクリアされます。
「8.3. アラーム機能」を参照。
NIBP の各アラームについて、「アラーム停止」したことを示します。

黄色

ピンク色

白色

「8.3. アラーム機能」を参照。
センサ外れアラームについて、「アラーム停止」したことを示します。
「8.3. アラーム機能」を参照。
無線切断、バッテリに関するアラームについて、「アラーム停止」したことを示します。
「8.3. アラーム機能」を参照。

26

機器アイコン

説明

用紙切れ

プリンタ用紙が無い時に点灯表示されます。
プリンタ使用中にプリンタ用紙切れとなった場合は、本アイコンと“蓋開きアイコン”が同時に点滅表示し、紙切れを通知します。用紙を補充して蓋を閉じると、本アイコンは消灯します。用紙を補充せずにプリンタの蓋を閉じると、本アイコンは点灯表示します。
「10.1. プリンタ用紙のセット」を参照。

蓋開き

メモリフル

プリンタ用紙交換用の蓋が開いている時に表示されます。
プリンタ使用中にプリンタ用紙切れとなった場合は、本アイコンと“用紙切れアイコン”
が同時に点滅表示します。蓋を開くと、本アイコンのみ点灯します。
「10.1. プリンタ用紙のセット」を参照。
リストメモリが上限まで格納されている場合に表示されます。メモリフル時は古いデータ
から順に消去され、新しいデータが上書きされます。複数子機接続時は、いずれかの子機のリストメモリに上限まで格納された時点で表示されます。
「7.18.1. 「リスト」画面 [リスト]」を参照。

電源アイコン

説明
AC 動作であることを示します。バッテリユニットは装着されていません。
「8.6. 電源／バッテリ動作」を参照。
AC 動作であり、バッテリユニットの充電状況を示します。
「8.6. 電源／バッテリ動作」を参照。
バッテリ動作であり、バッテリユニットの残量を表示します。
「8.6. 電源／バッテリ動作」を参照。

電波強度アイコン

説明
現在の無線信号の強度レベルを表示します。電波の強度に合わせて 4 段階で示します。
「8.7. 電波強度」を参照。

遠隔操作アイコン

説明
遠隔操作により、子機のパラメータ変更や、制御が可能なメニュー項目に表示されます。

27

7.1.4.

血圧値表示

血圧測定中の表示
血圧測定中は、血圧測定値表示位置に「血圧測定中」のメッセージを点滅表示します。また、血圧測定値全体にアンダーラインを点滅表示します。

一定時間経過後の血圧測定値の表示
血圧測定終了時間より一定時間経過した血圧測定値は、横線のスリット表示により明示します。
一定時間については、システムモードの「血圧値表示有効時間」にて設定可能です（初期値は 5 分です）。
詳細は「9.2. システム設定」を参照してください。

7.1.5.

波形表示

ECG の波形データは、子機より測定値データとは別に 3 秒分のデータごとに分割して送信されます。
送信の途中、一時的に無線接続が途切れ、波形データの受信が失敗した場合は、損失部分の波形表示が下図のような「三角波」となります。本機器は、波形データ損失部分を再度受信する機能はありません。

損失部分の波形表示例

波形データは通信遅延の関係上、子機の表示と本機器の表示とで 5 ～ 10 秒程度の遅延が発生します。
波形データの受信失敗が頻繁に発生する場合、電波の状況が良くありません。
設置場所の改善や、無線チャンネルの変更が必要となります。管理者または無線管理者にご相談ください。
改善しない場合は、弊社担当者にお尋ねください。
複数子機接続時、波形表示対象の子機は、「患者名」の周囲色が青色の子機になります。

28

7.2.

「ホーム 1/3」
・「ホーム 1/2」画面

数値データのみを表示する画面です。複数子機接続時は、子機の台数に応じて画面レイアウトが異なります。

7.2.1.

表示内容（子機1台／子機2台／子機3台）

子機 1 台接続時の画面例
RadioID:0101

①

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]

HR

SpO2

63 65 96
148 101 (117 )
PR

100
40

②
③

100
40

bpm

SYS
10:15

bpm

MAP INT:120

160
90

100
50

④
⑤

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ⑥

ADULT
CUFF: 180mmHg

間隔

④

mmHg

Temp

38.0
OFF

/min

ｸｲｯｸｾｯﾄA ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
0101
RR

トレンド

⑩

36.3 ℃

リスト

40
6

12
/min

OFF
90

INT:120

SYS

DIA

160
90

100
50

ADULT

96 63
HR

MAP

%

100
40

148 101 (117 )B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ
0102
RR
CUFF:AUTOmmHg

40
6

130
70

SpO2

42
/min

INT:OFF
10:33

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]

SpO2

SYS

DIA

ADULT

160
90

100
50

間隔

120分

143

OFF
90

ｸｲｯｸｾｯﾄ⑨

mmHg

接続時の画面例

10:15

⑧

130
70

12

RR
40
6

120分

CUFF: 180mmHg

④

%

DIA

mmHg

子機 2 台OFF
90⑦

Temp38.0

mmHg

OFF

bpm

36.3℃

89 105
HR

RPP

%

100
40

88 (10.6)
OFF

トレンド

29

リスト

Temp38.0x1000 OFF

bpm

37.4℃

子機 3 台接続時の画面例

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
0101
10:15

SYS

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]

RR 60
DIA 6

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ
10:33

MAP INT:120

148 101 (117)

100
160
50
ADULT 90
CUFF: 180mmHg mmHg

0102

12

0
Temp38.
3℃
OFF 36.
/min SpO2
HR

SYS

130
70

mmHg

mmHg

RR 40
DIA 6

42

RPP INT:OFF

OFF

mmHg

OFF
90
x1000

C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ
--:--

番号

100
40

%

bpm

89 105
100
40

%

bpm

5
Temp37.
1℃
36.0 37.
SpO2
PR--- --- (--.-)

98 119

120分

リスト

SYS

DIA

OFF
OFF
NEO
OFF
OFF
CUFF: 120mmHg mmHg

間隔

96 63

0
Temp38.
4℃
OFF 37.
/min SpO2
HR

143 88 (10.6)

160
100
ADULT 90
50
CUFF:AUTOmmHg mmHg

0103

OFF
90

10:40

SI INT:OFF

OFF

OFF
90

mmHg

ｸｲｯｸｾｯﾄ

トレンド

名称

160
80

%

bpm

説明

①

HR

ECG の心拍数測定値を緑色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値をタッチすると、ECG の設定画面へ移行します。
子機 1 台接続時は、常に表示されます。
複数子機接続時は、表示指定の選択により、表示と動作が異なります。
「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。

②

測定時刻

NIBP の測定時刻を表示します。測定を終えたときの「子機の時刻」を表示します。

NIBP

NIBP 測定値(SYS:最高血圧、DIA:最低血圧、MAP:平均血圧)を黄色で表示します。
測定値左横は、監視値の上限と下限です。測定値をタッチすると、NIBP の設定画面へ移行します。
エラーコード表示中に、SYS 表示部のエラーコードをタッチすると、エラーの詳細が表示されます。子機の RPP / SI 機能が有効な場合、MAP 表示に代わり RPP / SI 値を表示します。

患者名

設定画面にて登録された患者名を表示します。
複数子機接続時は、「患者名」の周囲色が青色と灰色の 2 種類で表示されます。周囲色が灰色の「患者名」をタッチすると、背景が青色に切り替わります。
「7.20. 「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面」を参照。

RR

Resp の測定値を白色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値を押すと、Resp の設定画面へ移行します。
子機側で測定が無効の場合は、表示されません。

⑥

測定対象、加圧値

子機で設定されている NIBP の測定対象と、初期加圧値を表示します。初期加圧値は、本機器から設定変更し子機へ送信することができます。
「7.7.2. 「加圧値」設定画面 [NIBP]」を参照。

⑦

SpO2

SpO2 測定値を水色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値をタッチすると、SpO2 の設定画面へ移行します。

③

④

⑤

30

番号

名称

説明

⑧

PR

脈拍数測定値を表示します。SpO2 による脈拍数の場合は水色で、NIBP による脈拍数の場合は黄色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。測定値をタッチす
ると、PR/HR の設定画面へ移行します。
子機 1 台接続時は、常に表示されます。複数子機接続時は、表示指定の選択により、表示と動作が異なります。
「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。

⑨

INT

インターバル測定時の測定間隔を表示します。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照。

⑩

Temp

Temp の測定値を紫色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値をタッチすると、Temp の設定画面へ移行します。
子機側で測定が無効の場合は、表示されません。

本機器の時刻と子機の時刻がずれている場合、操作者が NIBP の測定時刻を誤認識する可能性があります。定期的に時刻が正しいかの確認をしてください。

31

7.2.2.

表示内容（子機4～6台）

子機 4～6 台

接続時の画面例

0101 SYS
160
90
INT:120 10:15

36.3

148 101 (117)0102

C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ
0103

D ｶﾝｼｬ
ﾞ D ｻﾝ0104

E ｶﾝｼｬ
ﾞ E ｻﾝ
0105

F ｶﾝｼｬ
ﾞ F ｻﾝ

12

ADULT 10:33
Temp
CUFF:AUTOmmHg INT:OFF
SYS
DIA

120分

RR

42

SI

SpO2

PR

NEO
--:-Temp
CUFF: 120mmHg INT:OFF
SYS
DIA
MAP

SpO2

PR

----- --:-RR
Temp
CUFF:--- mmHg INT:OFF
SYS
DIA
MAP

SpO2

PR

ADULT 08:47
CUFF: 180mmHg INT:OFF
SYS

SpO2

HR

Temp

ADULT 10:20
CUFF: 200mmHg INT: 20

0106

bpm

96 63
143 88 (10.6)
89 105
37.4.
--- --- (---)
98 11937.1--- --- (--- )--.- --- --- --130 84 (100 )
93 77
38.1
血圧測定中
16 99 62

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ間隔

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
ADULT CUFF: 180mmHg Temp 38.0
゜
Ｃ
DIA
MAP 130
OFF
HR
SpO2
%
100
70 mmHg RR
/min
50
100
40
OFF
mmHg
mmHg
40
6
90
SYS
DIA
RPP
SpO2
HR

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ

ｸｲｯｸｾｯﾄ

RR

リスト

トレンド

最上段に表示する子機 1 台分と、それ以外の子機 5 台分について、表示する情報量が異なります。最上段に表示する子機の情報は、以下のとおりとなります。
①
②
③

④

36.3

148 101 (117)

⑥

⑦

⑧

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ

%

HR

bpm

96 63

12

100
40

⑨

最上段以外に表示する子機 5 台分の情報は、以下のとおりとなります。
①
⑦
⑧

0102

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
ADULT CUFF: 180mmHg Temp 38.0℃
DIA
MAP 130
OFF
SpO2
100
70 mmHg RR
/min
50
OFF
40
mmHg
mmHg
90
6

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
0101 SYS
160
90
INT:120 10:15

⑤

④

⑤

DIA
RPP
SpO2
(10.6)
143
88
ADULT 10:33
SYS

Temp

CUFF:AUTOmmHg INT:OFF
②

⑥

32

89 10537.4 RR 42
③

PR

⑨

番号

名称

説明

①

患者名

設定画面にて登録された患者名を表示します。
最上段の「患者名」の周囲色のみ青色で表示され、その他は灰色で表示されます。
周囲色が灰色の「患者名」をタッチすると、その子機の測定値表示は最上段へ移動し、背景が青色に切り替わります。その他の子機の表示位置は、ABC 順に表示されます。
例：ABCDEF の順番に表示されているときに、子機 C の患者名をタッチした場合、
CDEFAB の順番に表示されます。
「7.20. 「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面」を参照②

測定対象、加圧値

子機で設定されている NIBP の測定対象と、初期加圧値を表示します。初期加圧値は、本機器から設定変更し子機へ送信することができます。
「7.7.2. 「加圧値」設定画面 [NIBP]」を参照。

③

Temp

Temp の測定値を紫色で表示します。
最上段に表示する子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、Temp の設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。
子機側で測定が無効の場合表示されません。

SpO2

SpO2 測定値を水色で表示します。
最上段に表示する子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、SpO2 の設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。

⑤

HR/PR

心拍数（緑色）または脈拍数（水色／黄色）を表示します。どちらの値が表示されるかは、表示指定の選択および子機での測定値により異なります。
「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。
最上段に表示されている子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。
測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、タッチした測定値に応じた設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。

⑥

INT

NIBP のインターバル測定の設定間隔を表示します。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照。

⑦

測定時刻

NIBP の測定時刻を表示します。測定を終えたときの「子機の時刻」を表示します。

④

⑧

NIBP

NIBP 測定値(SYS:最高血圧、DIA:最低血圧、MAP:平均血圧)を黄色で表示します。
最上段に表示される波形表示対象の子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。
測定値をタッチすると、最上段に表示する子機では、NIBP の設定画面へ移行します。
最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。
エラーコード表示中に、SYS のエラーコードをタッチすると、エラーの詳細が表示されます。最上段以外に表示されている子機の場合、エラーの詳細表示を閉じると、その子機情報が最上段に表示されます。
子機の RPP / SI 機能が有効な場合、MAP 表示に代わり RPP / SI 値を表示します。

⑨

RR

Resp の測定値を白色で表示します。
最上段に表示する子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、Resp の設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。
子機側で測定が無効の場合表示されません。

33

7.3.

「ホーム 2/3」
・「ホーム 2/2」画面

数値表示とともに、波形表示対象子機の ECG 波形の表示を行います。
子機 1 台接続時は、2 トレース／カスケード表示、複数子機接続時は 1 トレース表示となります。

7.3.1.
子機 1 台

表示内容（子機1台／子機2台／子機3台）
接続時の画面例
RadioID:0101

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]

x 2

①

⑨

②
③
④

⑤
⑥

SpO2

RR

100
40

OFF
90

40
6

bpm

10:15

%

bpm

SYS

DIA

mmHg

120分

mmHg

ｸｲｯｸｾｯﾄ

トレンド

mmHg

℃

リスト

接続時の画面例
RadioID:0101

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]

x 2

HR
100
40

SpO2
A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
10:15 SYS
ADULT

160
90

CUFF: 180mmHg

DIA

148 101100
50

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ

70

/min

SYS

DIA

160
ADULT
90
CUFF:AUTOmmHg

100
50

間隔

MAP
Temp
130 (117 ) 38.0

RR 406 25 SpO2

0102
INT:OFF
10:33

INT:120143

120分

ｸｲｯｸｾｯﾄ

88

OFF
90

OFF
90

63
96

bpm

RR

%

36.3℃ 406 12/min

89 105
HR
100

%
RPP
40
OFF
(10.6) Temp38.0
4℃
x1000
OFF 37.

トレンド

34

mmHg OFF

リスト

⑫

Temp

38.0
OFF

130
70

⑪

/min

MAP INT:120

100
50

160
90
ADULT
CUFF: 180mmHg

間隔
子機 2 台PR

63 65 96 12
148 101 (117 ) 36.3

100
40

⑦
⑧

⑩

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝHRbpm⑬

子機 3 台接続時の画面例
RadioID:0101

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
x

1

63
96

HR
100
40

bpm

SpO2

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ

CUFF: 180mmHg

OFF90

INT:120148 101
36.3
12
37.4
37.1
119
105
42
143 88 10.6 89 --- --- --.- 98
10:15

SYS

DIA

MAP

ADULT

160
90

100
50

130
70

HR

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ

SYS

0102

Temp

10:33

INT:OFF
DIA(117 ) 38.0
mmHg

OFF

0103

Temp

--:--

INT:OFF
DIA

SYS

RPP

間隔 120分
番号

ｸｲｯｸｾｯﾄ

RR

℃

40
6

%

/min

PR

C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ

RR

SpO2

Temp

SpO2

SI

トレンド

名称

リスト
説明

①

上段波形

波形表示対象子機の ECG 波形を表示します。波形に関するメッセージも表示します。
子機 1 台接続時は、下段波形とカスケード表示します。

②

下段波形

波形表示対象子機の ECG 波形を表示します。子機 1 台接続時のみ表示されます。上段
波形とカスケード表示します。

PR

脈拍数測定値を表示します。SpO2 による脈拍数の場合は水色で、NIBP による脈拍数の場合は黄色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。測定値をタッチす
ると、PR/HR の設定画面へ移行します。
子機 1 台接続時は、常に表示されます。複数子機接続時は、表示指定の選択により、表示と動作が異なります。
「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。

患者名

設定画面にて登録された患者名を表示します。
複数子機接続時は、「患者名」の周囲色が青色と灰色の 2 種類で表示されます。周囲色が灰色の「患者名」をタッチすると、背景が青色に切り替わり、波形表示する子機を切り換えることができます。
「7.20. 「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面」を参照。

③

④

⑤

HR

ECG の心拍数測定値を緑色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値をタッチすると、ECG の設定画面へ移行します。
子機 1 台接続時は、常に表示されます。
複数子機接続時は、表示指定の選択により、表示と動作が異なります。
「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。

⑥

⑦

測定時刻

NIBP の測定時刻を表示します。測定を終えたときの「子機の時刻」を表示します。

NIBP

NIBP 測定値(SYS:最高血圧、DIA:最低血圧、MAP:平均血圧)を黄色で表示します。
測定値左横は、監視値の上限と下限です。測定値をタッチすると、NIBP の設定画面へ移行します。
エラーコード表示中に、SYS 表示部のエラーコードをタッチすると、エラーの詳細が表示されます。子機の RPP / SI 機能が有効な場合、MAP 表示に代わり RPP / SI 値を表示します。

35

番号

名称

説明

⑧

測定対象、加圧値

子機で設定されている NIBP の測定対象と、初期加圧値を表示します。初期加圧値は、本機器から設定変更し子機へ送信することができます。
「7.7.2. 「加圧値」設定画面 [NIBP]」を参照。

⑧

表示感度変更波形の表示感度変更キーです。
キーをタッチする毎に、×1/2 → ×1 → ×2 → ×4 → ×1/2 と切り替わります。
設定メニュー表示中は表示されません。

⑩

SpO2

SpO2 測定値を水色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値をタッチすると、SpO2 の設定画面へ移行します。

⑪

RR

Resp の測定値を白色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値を押すと、Resp の設定画面へ移行します。
子機側で測定が無効の場合は、表示されません。

⑫

INT

インターバル測定時の測定間隔を表示します。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照。

⑬

Temp

Temp の測定値を紫色で表示します。測定値左横は、監視値の上限と下限です。
測定値をタッチすると、Temp の設定画面へ移行します。
子機側で測定が無効の場合は、表示されません。

7.3.2.

表示内容（子機4～6台）

以下に子機 4～6 台接続時の画面を例示します。

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
0101

10:40

テレメータ通信切断

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
ADULT CUFF: 180mmHg INT:120 10:15
x 1

148
101

SYS
160
90
DIA
100
50
MAP
130
70

63

HR
100
40
SpO2 OFF90
mmHg Temp 38.0
OFF
RR 60
mmHg
6

bpm

96%
36.3
℃
12/min(101 )

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ D ｶﾝｼｬ
ﾞ D ｻﾝ E ｶﾝｼｬ
ﾞ E ｻﾝ F ｶﾝｼｬ
ﾞ F ｻﾝ
INT:OFF
10:33

0102 SYS

143

88
Temp SpO2
37.4 HR 89
DIA

42

105

間隔

120分

RR

INT:OFF--:--

0103 SYS

INT:OFF--:--

0104 SYS------

INT:OFF
08:47

0105 SYS

INT: 2010:200106 SYS

130

血圧
測定中

DIA
DIA
----84
SpO2
SpO2
Temp SpO2
98 Temp--.- HR --- 38.1 PR 93
PR
DIA

119 --- --RR

ｸｲｯｸｾｯﾄ

トレンド

SpO2
HR

99

77 16 62
RR

リスト

最上段に表示する子機 1 台分と、それ以外の子機 5 台分について、表示する情報量が異なります。
最上段に表示する子機の情報は、次のとおりとなります。

36

波形表示対象子機①②

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ

③

④

⑤

⑥

⑦

ADULT CUFF: 180mmHg INT:120 10:15

0101

x 1

⑧

148
101

SYS
160
90
DIA
100
50
MAP
130
70
⑨

63

HR
100
40
SpO2 OFF90
mmHg Temp 38.0
OFF
RR 60
6
mmHg

(101)
⑩

bpm

96%
36.3
℃
12/min⑪

波形表示対象以外の子機①

B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ④

INT:OFF
10:33
SYS

⑤

143

⑥

88
Temp SpO2
37.4 HR 89
DIA

⑩
⑪

番号

RR

42

⑨

105

名称

⑦

説明

患者名

設定画面にて登録された患者名を表示します。
最上段の「患者名」の周囲色のみ青色で表示され、その他は灰色で表示されます。
周囲色が灰色の「患者名」をタッチすると、その子機の測定値表示は最上段へ移動し、背景が青色に切り替わります。その他の子機の表示位置は、ABC 順に表示されます。
例：ABCDEF の順番に表示されているときに、子機 C の患者名をタッチした場合、
CDEFAB の順番に表示されます。
「7.20.『ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ』画面」を参照。

②

測定対象、加圧値

子機で設定されている NIBP の測定対象と、初期加圧値を表示します。初期加圧値は、本機器から設定変更し子機へ送信することができます。
「7.7.2. 「加圧値」設定画面 [NIBP]」を参照。

③

表示感度変更波形の表示感度変更キーです。
キーをタッチする毎に、×1/2 → ×1 → ×2 → ×4 → ×1/2 と切り替わります。
設定メニュー表示中は表示されません。

④

INT

インターバル測定時の測定間隔を表示します。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照。

⑤

測定時刻

NIBP の測定時刻を表示します。測定を終えたときの「子機の時刻」を表示します。

①

37

番号

名称

説明
NIBP 測定値(SYS:最高血圧、DIA:最低血圧)を黄色で表示します。最上段に表示されている子機のみ、MAP（平均血圧）および監視値の上限と下限が表示されます。
測定値をタッチすると、最上段に表示する子機では、NIBP の設定画面へ移行します。
最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。

⑥

NIBP

エラーコード表示中に、SYS のエラーコードをタッチすると、エラーの詳細が表示されます。最上段以外に表示されている子機の場合、エラーの詳細表示を閉じると、その子機情報が最上段に表示されます。
子機の RPP / SI 機能が有効な場合、MAP 表示に代わり RPP / SI 値を表示します。
最上段以外の子機では、MAP / RPP / SI が表示されませんが、リストには記録されます。

⑦

HR/PR

心拍数（緑色）または脈拍数（水色／黄色）を表示します。どちらの値が表示されるかは、表示指定の選択および子機での測定値により異なります。
「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。
最上段に表示されている波形表示対象子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。
測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、タッチした測定値に応じた設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。

⑧

上段波形

波形表示対象子機の ECG 波形を表示します。波形に関するメッセージも表示します。

SpO2

SpO2 測定値を水色で表示します。
最上段に表示する子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、SpO2 の設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。

⑨

⑩

Temp

Temp の測定値を紫色で表示します。
最上段に表示する子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、Temp の設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。
子機側で測定が無効の場合は、表示されません。

⑪

RR

Resp の測定値を白色で表示します。
最上段に表示する子機のみ、監視値の上限と下限が表示されます。測定値をタッチすると、最上段に表示されている子機では、Resp の設定画面へ移行します。最上段以外の子機では、該当子機のメニュー画面を表示します。
子機側で測定が無効の場合は、表示されません。

38

7.4.

「ホーム 3/3」画面

波形描画 2 トレースの画面に加え、ショートトレンドグラフを表示することができます。画面構成上、本画面
は子機 1 台接続時のみ表示可能となります。
「7.14.2 「表示」設定画面 [波形]」を参照。
子機 1 台接続時（ショートトレンド表示あり）
RadioID:0101
300

10:40

ECG [LEAD-Ⅲ / Filter-ON / PACEMAKER]
x

HR

1

63

100
40

0
100

bpm

PR

65

100
40

bpm

SpO2

40
150

96

OFF
90

%

RR

A ｶﾝｼｬ
ﾞ A ｻﾝ
0
10:15
SYS
DIA

MAP

INT:120148 101 (117 )
100
50

160
ADULT
90
CUFF: 180mmHg

mmHg

間隔

ｸｲｯｸｾｯﾄ

120分

ショートトレンド表示部分

300

mmHg

130
70

トレンド

12

40
6

Temp

mmHg

38.0
OFF

/min

36.3℃

リスト

拡大
ショートトレンドグラフは、最大で 3 種類表示されます。
ECG および SpO2 は、子機での測定の有無にかかわらず、グラフ枠が表示されます。Resp は、子機での測定が有効の場合のみグラフ枠が①表示されます。いずれも、表示位置は固定となり、変更できません。

0100

ショートトレンドの表示幅は、時間幅で 30 分となります。
本機器内蔵時計の 30 秒おきに（毎分 00 秒・30 秒）、その時に受信している最新の測定値をプロットします。測定値を受信していない場合
は、プロットされません。

②
番号

40
150
③

名称

①

ECG

②

SpO2

③

Resp

0

39

説明
最大値：300 bpm
最小値：

0 bpm

最大値：100 %
最小値： 40 %
最大値：150 /min
最小値：

0 /min7.5.

「メニュー」画面

7.5.1.

画面構成

メニュー画面や各設定画面は、ホーム画面の上に重ねて表示されます。
メニュー画面は、「子機選択ボタン領域」「メニュー表示領域」「測定値簡易表示領域」の 3 つに分けられます。
このうち、子機選択ボタン領域は複数子機接続時のみ表示され、ボタン操作により子機の選択を行います。
また測定値表示領域は、選択中の子機の測定値を簡易表示します。

①

②

③

番号

名称

説明

①

子機選択ボタン領域

設定変更対象となる子機の記号と患者名を表示します。接続子機が 1 台のみの場合は表示されません。詳細は、次項を参照してください。

②

メニュー表示領域

各種メニューは、ここに表示されます。
詳細は、次項を参照してください。

③

測定値簡易表示領域

選択中の子機について、各種測定データを表示します。アラーム時は点滅／点灯します。①で選択子機を変更すると、測定値も変更した子機の測定値に替わります。

メニュー画面表示中、いずれかの子機からアラーム信号を受信した場合は、メニュー画面を終了してホーム画
面に切り替わり、アラーム通知されます。メニュー画面で設定値を変更中の場合、未確定であった物は変更前の状態となります。必要に応じて、再度メニュー画面から設定を行ってください。
内蔵バックアップ電池が消耗した場合、電源が OFF になると患者名が消去される場合があります。
接続子機数を「3 台以下」と「4 台以上」を切り換えた場合は、時刻以外の設定が初期化されます。

各子機の監視値および設定値（患者名を除く）は、電源 ON 時には全て初期値となります。
子機との無線接続が確立すると、各監視値および設定値を受信して表示されます。

40

7.5.2.

操作方法

子機選択ボタンの操作
子機選択ボタンは、複数子機接続時のみ表示されます。
①②③< B ｶﾝｼﾞｬ B ｻﾝ >

設定変更中

番号

名称

説明

①

子機変更ボタン＜戻る＞「＜」をタッチすると、子機が 1 つ前に戻ります（例：Ｃ→Ｂ→Ａ→Ｆ→Ｅ…）
。

②

患者名表示

メニューに関する設定や、測定値簡易表示の対象となる患者名を表示します。

③

子機変更ボタン＜進む＞「＞」をタッチすると、子機が 1 つ次に進みます（例：Ｄ→Ｅ→Ｆ→Ａ→Ｂ…）。

監視値の上下限を変更する場合
①

番号

名称

説明

①

上限変更ボタン△、 ▽キーをタッチして変更します。

②

下限変更ボタン△、 ▽キーをタッチして変更します。

③

上限/下限

変更前の設定値は、黒背景に白文字、変更された

設定値/変更値③④

設定値は、青色背景に水色文字で表示されます。

④

上下限バー

上下限バーを直接タッチして設定変更できます。

⑤

測定値プロット

メニュー画面に移行した時点での測定値が表示
されます。

⑤
②

未測定や測定値が確定していない場合には、プロット表示はされません。

選択項目を変更する場合
変更するキーをタッチしてください。変更された設定値はボタン文字色が水色で表示されます。

変更前：

ｼｮｰ ﾄﾄﾚﾝﾄﾞ(HOM E3/3)

ON

OFF

変更時：

ｼｮｰ ﾄﾄﾚﾝﾄﾞ(HOM E3/3)

ON

OFF

41

変更した値を有効／中止とする場合
キャンセル キー

設定変更を無効にして全ての変更箇所が変更前の値に戻すには、 キャンセル

キーをタッチします。
ＯＫ キー

設定変更を有効にするには、 ＯＫ

キーをタッチします。双方向通信可能なパラメータの場合は、確認音と同時に以下の画面を表示しますので、有効にする場合は再度ＯＫ

キーをタッチします。

設定選択後の画面表示について
確認画面表示後、 ＯＫキーまたは示します。この状態でホーム各設定値を変更中に、

ホーム

キャンセル

キーのいずれかを押した場合でも、「メニュー」画面を表

キーを押すと、「ホーム」画面に戻ります。

キーをタッチすると、これまで変更していた設定値を子機に送信するかどうかの確認メッセージが表示されます。
変更を送信する場合は ＯＫ キーをタッチしてください。確定音と共に選択した画面を表示します。
送信しない場合は キャンセル キーをタッチしてください。
いずれの場合も、タッチ後に表示される画面は「ホーム」画面となります。
各設定値を変更中に、

ホーム

キーをタッチすると、これまで変更していた設定値を子機に送信するかどうかの確認メッセージが表示されます。

選択中のタブ変更について
メニュー表示領域上部の「タブ」をタッチすることで、タブメニューを選択することができます。タブは最大
で 5 枚あり、タブ名称が設定されているタブのみタッチキーが動作します。選択中のタブは、タブ名称が白抜
き文字で表示されます。
同一タブ内の監視値または選択項目は、 ＯＫ

キーにより複数まとめて変更することが可能です。監視値や選択項目を変更中にタブメニューを変更すると、変更中の値は全て無効となり変更前に戻ります。

日 時

サウンド

輝 度

ｶｽﾀﾏｲｽｷｰﾞ

ｸｲｯｸｾｯﾄ

ｸｲｯｸｾｯﾄ

ﾘｽﾄ/ﾄﾚﾝﾄﾞ

リスト

リスト

トレンド

ホーム

波形停止

42

双方向通信機能について
本機器は双方向通信機能により、子機で監視・判定される測定パラメータの監視値（上限と下限）や各種設定
値の遠隔操作が可能です。
子機へ双方向通信が可能なパラメータは、
遠隔操作アイコン ................... 本書では

遠隔操作アイコンが表示されます。
遠隔操作可能パラメータと注釈しています。

子機へ双方向通信が可能なパラメータは、パラメータの背景が「黒色」となります。

子機へ双方向通信が可能なパラメータ例
子機へ送信されないパラメータは、パラメータの背景が「水色」となります。

子機への通信を行わないパラメータ例

双方向通信機能により設定を変更した場合は、無線接続による最大遅延時間を経過後に、変更の確認を行ってください。通信エラーなどにより子機への設定が正しく行われない場合があります。
最大遅延時間は、「8.4. 無線通信による遅延時間」を参照。
複数子機接続時は、目的の子機とは異なる子機の設定変更をしないよう、必ず子機選択ボタン領域
で選択中の子機を確認してから、変更してください。

各子機の監視値および設定値（患者名を除く）は、電源 ON 時には全て初期値となります。
子機との無線接続が確立すると、各監視値および設定値を子機から受信して表示します。

43

7.5.3.

メニュー画面

各種設定項目を変更するためのメニュー画面です。この画面は、メニューキーを押すと表示されます。

①

②

③

番号

名称

説明

表示メニュー①

ｸｲｯｸｾｯﾄ「クイックセット」画面へ移行します。

「7.6. 「クイックセット」画面」

リスト「リスト」画面へ移行します。

「7.18. 「リスト」画面」

トレンド「トレンド」画面へ移行します。

「7.19. 「トレンド」画面」

ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面へ移行します。

「7.20. 「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面」

測定間隔「測定間隔」設定画面へ移行します。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」

設定メニュー
パラメータ設定②

NIBP「NIBP」設定画面へ移行します。

「7.7. 「NIBP」設定画面」

ECG「ECG」設定画面へ移行します。

「7.8. 「ECG」設定画面」

SpO2「SpO2」設定画面へ移行します。

「7.9. 「SpO2」設定画面」

Resp「Resp」設定画面へ移行します。

「7.10. 「Resp」設定画面」

Temp「Temp」設定画面へ移行します。

「7.11. 「Temp」設定画面」

RPP/SI「RPP」設定画面へ移行します。
または、「SI」設定画面へ移行します。

「7.12. 「RPP」設定画面」「7.13. 「SI」設定画面」

波形「波形設定」画面へ移行します。

「7.14. 「波形」設定画面」

パネル清掃「タッチパネル」清掃画面へ移行します。 「7.15. 「パネル清掃」画面」

表示設定

詳細設定

③

機能

「機能設定」画面へ移行します。

「7.16. 「機能」設定画面」

システム「システム」設定画面へ移行します。

「7.17. 「システム」設定画面」

ホームキー

メニューを閉じ、「ホーム」画面へ移行します。

無線接続する子機の設定により、ボタンが非表示・選択不可状態となる場合があります。

44

7.6.

「クイックセット」画面

変更頻度の高い設定値を 1 つの項目にまとめた画面です。この画面は、「メニュー」画面の「表示メニュー」より

クイックセット画面は、 ＯＫ

クイックセット

キーまたは

キャンセル

メニュー

キーをタッチすると、｢ホーム｣画面に戻ります。

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。

7.6.1.

「監視値」設定画面 [クイックセット]

監視値
SYS mmHg
△
260

▽

上限
200

測定間隔
SpO2 %
△
100

▽

上限
OFF

PR/HR bpm
△
230

▽

ｷｬﾝｾﾙ

上限
140

20

下限
70

49

下限
90

20

下限
50

△

▽

△

▽

△

▽

Ｏ Ｋ

遠隔操作可能パラメータ
名称

説明

SYS

最高血圧の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、50 ～ 250 mmHg
下限 : OFF、30 ～ 200 mmHg
設定間隔 : 10 mmHg ステップ

SpO2

SpO2 の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、75 ～ 99 %下限 : OFF、50 ～ 99 %設定間隔 : 1 %ステップ

PR/HR

心拍数、脈拍数共通の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、50 ～ 220 bpm
下限 : OFF、30 ～ 150 bpm
設定間隔 : 10 bpm ステップ

7.6.2.

「測定間隔」設定画面 [クイックセット]「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照してください。

45

キーをタッチし、キーをタッチすると表示されます。

7.7.

「NIBP」設定画面

NIBP 測定に関する設定項目をまとめた画面です。この画面は、「ホーム」画面で NIBP 測定値をタッチするか、「メニュー」画面の「設定メニュー」より NIBP キーをタッチすると表示されます。

NIBP 画面は、 ＯＫ

キーまたは

キャンセル

キーをタッチすると、「メニュー」画面に戻ります。

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。
RPP / SI 機能が有効な場合、MAP の監視値設定は表示されません。

7.7.1.

「監視値」設定画面 [NIBP]

遠隔操作可能パラメータ
名称

説明

SYS

最高血圧の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、50 ～ 250 mmHg
下限 : OFF、30 ～ 200 mmHg
設定間隔 : 10 mmHg ステップ

DIA

最下血圧の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、30 ～ 200 mmHg
下限 : OFF、10 ～ 200 mmHg
設定間隔 : 10 mmHg ステップ

MAP

平均血圧の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、30 ～ 200 mmHg
下限 : OFF、10 ～ 200 mmHg
設定間隔 : 10 mmHg ステップ

PR/HR

心拍数、脈拍数共通の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、50 ～ 220 bpm
下限 : OFF、30 ～ 150 bpm
設定間隔 : 10 bpm ステップ46

7.7.2.

「加圧値」設定画面 [NIBP]①

遠隔操作可能パラメータ
番号

①

名称

加圧値

説明
血圧測定時の加圧値を設定します。子機で設定されている『測定対象』により、設定可能な加圧値が異なります。
ADULT(成人): AUTO、120、140、160、180、200、220、240、260 mmHg
初期値: 180 mmHg
NEO(新生児): 80、100、120、140 mmHg47

初期値: 120 mmHg

7.7.3.

「測定」設定画面 [NIBP]

遠隔操作可能パラメータ
名称
REPUTE 測定

説明
REPUTE 測定の有効・無効(ON／OFF)を設定します。

初期値: OFFREPUTE ： REaltime PULse TriggEr
既存の血圧値と、心拍数(ECG)／脈拍数(SpO2)をパラメータとして、血圧値の変動を予測し血圧測定を行います。
インターバル測定時に有効(ON)となります。
「15.4. 付録 4: RPT（レピュート）機能」を参照してください。

48

7.8.

「ECG」設定画面

ECG 測定に関する設定項目をまとめた画面です。
この画面は、「ホーム」画面で、HR 測定値をタッチするか、面の「設定メニュー」より

ECG 画面は、 ＯＫ

ECG

メニュー

キーをタッチし、「メニュー」画

キーをタッチすると表示されます。

キーまたは

キャンセル

キーをタッチすると、「メニュー」画面に戻ります。

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。

7.8.1.

「監視値」設定画面 [ECG]

遠隔操作可能パラメータ
名称

PR/HR

7.8.2.

説明
心拍数、脈拍数共通の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、50 ～ 220 bpm
下限 : OFF、30 ～ 150 bpm
設定間隔 : 10 bpm ステップ

「掃引/感度」設定画面 [ECG]「7.14.1. 「掃引/感度」設定画面 [波形]」を参照してください。

49

7.9.

「SpO2」設定画面

SpO2 の測定に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、「ホーム」画面で、SpO2 測定値をタッチするか、メニュー キーをタッチし、「メニュー」画

面の「設定メニュー」より SpO2 キーをタッチすると表示されます。

SpO2 画面は、 ＯＫ

キーまたは

キャンセル

キーをタッチすると、「メニュー」画面に戻ります。

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。

7.9.1.

「監視値」設定画面 [SpO2]

遠隔操作可能パラメータ
名称

説明

SpO2

SpO2 の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、75 ～ 99 %下限 : OFF、50 ～ 99 %設定間隔 : 1 %ステップ

PR/HR

心拍数、脈拍数共通の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、50 ～ 220 bpm
下限 : OFF、30 ～ 150 bpm
設定間隔 : 10 bpm ステップ50

7.10.

「Resp」設定画面

Resp（呼吸）測定に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、「ホーム」画面で、RR 測定値をタッチするか、面の「設定メニュー」よりResp 画面は、 ＯＫ

Resp

メニュー キーをタッチし、「メニュー」画

キーをタッチすると表示されます。

キーまたは

キャンセル

キーをタッチすると、「メニュー」画面に戻ります。

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。
子機側で測定が無効の場合は、タブのみが表示され監視値設定領域は表示されません。

7.10.1.

「監視値」設定画面 [Resp]

遠隔操作可能パラメータ
名称

RR

説明
呼吸数の監視値上限、下限を設定します。
上限 : OFF、2 ～ 150 /min
下限 : OFF、2 ～ 150 /min
設定間隔 : 2 /min ステップ51

7.11.

「Temp」設定画面

Temp（体温）測定に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、「ホーム」画面で、Temp 測定値をタッチするか、メニュー キーをタッチし、「メニュー」画面の「設定メニュー」より Temp キーをタッチすると表示されます。

Temp 画面は、 ＯＫ

キーまたは

キャンセル

キーをタッチすると、「メニュー」画面に戻ります。

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。
子機側で測定が無効の場合は、タブのみが表示され監視値設定領域は表示されません。

7.11.1.

「監視値」設定画面 [Temp]

遠隔操作可能パラメータ
名称

Temp

説明
体温の監視値上限、下限を設定します。
上限 :OFF、30.0 ～ 44.0 ℃
下限 :OFF、26.0 ～ 40.0 ℃
設定間隔 :
0.5 ℃ステップ52

7.12.

「RPP」設定画面

RPP(※1)測定に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、「ホーム」画面で、RPP 測定値をタッチするか、画面の「設定メニュー」より

RPP

メニュー

キーをタッチし、「メニュー」

キーをタッチすると表示されます。

※1 RPP : 最高血圧(NIBP)×心拍数(ECG)または脈拍数(SpO2、NIBP)

Rate Pressure Product

子機側で測定が無効の場合は、タブのみが表示され監視値設定領域は表示されません。
RPP が有効の場合、NIBP の MAP は表示されません。
RPP が有効の場合、NIBP の MAP 監視値は設定できません。
複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。

7.12.1.

「監視値」設定画面 [RPP]

監視値
RPP x10 3
△
21

▽

上限
！ RPP
OFF Rate Pressure Product
PR(NIBP) x SYS(NIBP)

Ｏ Ｋ

6

遠隔操作可能パラメータ
名称

RPP

ｷｬﾝｾﾙ

説明
RPP の監視値上限を設定します。
上限 : OFF、8 ～ 20 (×1000)
設定間隔 : 1 ステップ (×1000)
初期値 : OFF53

7.13.

「SI」設定画面

SI(※1)測定に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、「ホーム」画面で、SI 測定値をタッチするか、面の「設定メニュー」より

SI

メニュー

キーをタッチし、「メニュー」画

キーをタッチすると表示されます。

※1 SI : 心拍数(ECG)／最高血圧(NIBP) または、脈拍数(SpO2)／最高血圧(NIBP)

Shock Index

子機側で測定が無効の場合は、タブのみが表示され監視値設定領域は表示されません。
SI が有効の場合、NIBP の MAP は表示されません。
SI が有効の場合、NIBP の MAP 監視値は設定できません。
複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。

7.13.1.

「監視値」設定画面 [SI]

監視値
SI
△
3.0

▽

ｷｬﾝｾﾙ
上限
！ SI
OFF Shock Index
HR(ECG)orPR(SpO2) / SYS(NIBP)
Ｏ Ｋ

0.0

遠隔操作可能パラメータ
名称

SI

説明
SI の監視値上限を設定します。
上限 : OFF、0.5 ～ 2.5
設定間隔 : 0.5 ステップ
初期値 :

OFF

54

7.14.

「波形」設定画面

波形描画に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、

メニュー キーをタッチし、「メニュー」画面の「設定メニュー」より 波形 キーをタッチすると表示されます。

7.14.1.

「掃引/感度」設定画面 [波形]RadioID:0101

10:40

ECG [ LEAD-Ⅱ / Filter-2 ]

掃引/感度

表 示

掃引速度
ECG mm/sec
感度
ECG

x1/2

6.25

12.5

25.0

x 1

x 2

x 4

ｷｬﾝｾﾙ
ADULT
CUFF: 180mmHg

SYS

DIA

118

間隔 120分

80

Ｏ Ｋ
MAP

PR

（ 90)

ｸｲｯｸｾｯﾄ

60

リスト

名称
掃引速度
ECG
感度
ECG

SpO2

99

HR

60

トレンド
説明

ECG 波形の掃引速度を設定します。
設定値:

6.25 mm/sec、12.5 mm/sec、25.0 mm/sec

初期値:

25.0 mm/sec

ECG 波形の表示感度倍率を設定します。
設定値:

×1/2、× 1、× 2、× 4

初期値

:

× 1

55

RR

15

Temp

36.5

7.14.2.

「表示」設定画面 [波形]

掃引/感度

表 示

ｼｮｰﾄﾄﾚﾝﾄﾞ(HOME3/3)

ON

OFF

ｷｬﾝｾﾙ

Ｏ Ｋ

名称

説明

ショートトレンド｢ホーム 3/3｣ 画面のショートトレンド画面表示の有効・無効(ON／OFF)を設定します。
初期値
: OFF

(HOME3/3)

ショートトレンドは、子機 1 台接続時の「ホーム 3/3」画面でのみ表示が可能です。
「7.4. 「ホーム 3/3」画面」を参照。

56

7.15.

「パネル清掃」画面「メニュー」画面で、「パネル清掃」をタッチすると、以下の「タッチパネル清掃モード」画面になります。
モード中は、タッチパネルが無効となります。
解除するには、

メニュー キーまたはホーム

キーを押してください。無操作の場合、30 秒後に自動的に解除されます。

設定メニュー
パラメータ設定
ｸｲｯｸｾｯﾄ タッチパネルは無効です。
NIBP
ECG
SpO2
解除するには、[メニュー]キーか
リスト [ホーム]キーを押してください。
Temp
RPP/SI
Resp

表示メニュー

表示設定 28秒)
トレンド (自動解除まであと
波 形
ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ
詳細設定
測定間隔
システム
機 能

ﾊﾈﾙ清掃
ﾟ

複数子機接続時は、タッチパネル清掃モード中にアラームが発生した場合は、タッチパネル清掃モードを終了し、ホーム画面の表示およびアラーム通知を開始します。

57

7.16.

「機能」設定画面

本機器の機能設定に関する項目をまとめた画面です。
この画面は、

メニュー キーをタッチし、「メニュー」画面の「設定メニュー」より

機能

キーをタッ

チすると表示されます。
接続されている全ての子機が同じ設定となります。

7.16.1.

「PR/HR指定」設定画面 [機能]名称説明PR 表示指定AUTO

PR に表示する値を設定します。

初期値 : AUTO

: 測定パラメータ有無により、SpO2 ＞ NIBP の優先度で自動で切り替わります。

PR 表示指定SpO2: 常に SpO2 の脈拍を表示します。非測定時は “－－－”表示です。
NIBP の脈拍で監視値異常が発生することはありません。

NIBP: 常に NIBP の脈拍を表示します。非測定時は “－－－”表示です。
SpO2 の脈拍で監視値異常が発生することはありません。

心拍数(HR)に同期して上部の LED(緑色)を点滅させます。
心拍同期 LEDON: LED を点滅させます。

OFF: LED を点滅させません。

初期値 : OFFPR 表示指定を AUTO 以外に設定する場合、子機の患者等に装着するセンサの組み合わせに注意してください。子機のアラームが本機器に通知されない場合があります。

58

7.16.2.

「自動印刷」設定画面 [機能]PR/HR指定

自動印刷

アラーム発生

波 形

測定値

OFF

血圧測定

リスト

測定値

OFF

2時間

1時間

OFF

指定間隔

4時間

血圧測定 と 指定間隔 は同時に使用できません。
ｷｬﾝｾﾙ

Ｏ Ｋ

名称

説明
監視値によるアラーム発生時に自動的に印刷する設定です。印刷内容を選択できます。

アラーム発生設定値：
波形: ECG 波形を印刷します。
測定値: 測定値を印刷します。
OFF(無効) : アラーム発生時に印刷を行いません。

初期値 : OFF

血圧測定終了時に自動的に印刷する設定です。印刷内容を選択できます。
血圧測定

指定間隔

設定値：
初期値 : OFFリスト
: リスト印刷を実施します。(10 件分をまとめて印刷します)
測定値: 測定値を印刷します。
OFF(無効) : 血圧測定終了時に印刷を行いません。
指定した間隔で自動的に「測定値」を印刷する設定です。設定変更後に迎える正時以降、設定した時間間隔で印刷を行います。
設定値: 4 時間、2 時間、1 時間、OFF

初期値 : OFF

「血圧測定」と「指定間隔」を同時に使用することはできません。片方の設定値を OFF 以外に変更すると、もう片方の設定値は自動的に OFF に変更されます。
「血圧測定」の［リスト］に設定した場合、血圧測定結果が 10 件貯まるまで印刷されません。
指定間隔印刷において、12 時・16 時・20 時・・・のように印刷するように設定したい場合は、
11 時 00 分から 11 時 59 分までに、［4 時間］に設定する必要があります。

59

7.17.

「システム」設定画面

本機器のシステムに関する設定項目をまとめた画面です。
この画面は、

メニュー キーをタッチし、「メニュー」画面の「設定メニュー」より

システム

キーを

タッチすると表示されます。

7.17.1.

「日 時」設定画面 [システム]

日 時

サウンド

2019 年

09 月

13 日

21 時

40 分

△

△

△

△

△

▽

▽

▽

▽

▽

輝 度

ｶｽﾀﾏｲｽｷｰ
ﾞ

ｷｬﾝｾﾙ

38 秒

Ｏ Ｋ

時刻の変更を有効にし、子機に送信します。

ｷｬﾝｾﾙ

Ｏ Ｋ
[ 変更確認画面 ]

遠隔操作可能パラメータ
名称

説明
日時の変更を実施します（年、月、日、時、分）。
タブ内に現在の設定時刻が表示されます。上下キーをタッチし、いずれかの日時を変更

日時変更

すると、
「秒」の更新が停止し、変更した項目が青背景文字に変わります。
ＯＫ

キーを押すと、「変更確認画面」が表示されます。さらにＯＫキーを押すと、設定した日時に変更されます。この時、「秒」は「0 秒」で設定されます。

本機器で時刻設定を変更すると、無線接続している全ての子機へ、変更後の時刻が送信されます。
本機器の時刻が毎日 AM02 時 22 分になると、自動的に本機器の時刻が子機へ送信されます。
上記いずれの場合も、本機器と子機との時刻誤差が±1 分以内の場合は、子機の時刻は変更されません。同様に、時刻誤差が±1 分～±2 分の場合は、子機の時刻が変更されない場合があります。
また、子機においてインターバル測定が設定されている場合も、子機の時刻は変更されません。

60

7.17.2.

「サウンド」設定画面 [システム]

名称

説明

アラーム

アラーム発生時の、アラーム音の音量を設定します。
音量を OFF にすることはできません。
設定値: 1 ～5
初期値
: 3

クリック

ボタンをクリックした時のクリック音の音量を設定します。
また、起動音の音量も連動して設定されます。
設定値: OFF、1 ～ 5
初期値: 3
心拍の同期音の音量を設定します。
注意

PR/HR 同期

測定終了

脈拍の同期音は鳴りません。

同期の指定については、「7.16.1. 「PR/HR 指定」設定画面 [機能]」を参照。
設定値: OFF、1 ～ 5
初期値: 3
血圧測定の測定終了音の音量を設定します。
設定値: OFF、1 ～ 5
初期値: 3「クリック」音量が OFF に設定されている場合、本機器の電源投入時の起動音は鳴りません。

61

7.17.3.

「輝度」設定画面 [システム]

名称

説明

AC 電源

AC 電源で駆動時のバックライト輝度を設定します。
設定値: 1 ～ 10
初期値
: 5

バッテリ

バッテリ駆動時のバックライト輝度を設定します。
設定値: 1 ～ 10初期値
: 2
本体前面上部の「外光センサ」作動時の輝度を設定します。

オートセンサ

AC 電源で駆動時、外光センサで感知する光量が低下した場合に、設定した輝度に調整します。
OFF にした場合は、光量が低下した場合に調整を行いません。
設定値: OFF、1 ～ 10
初期値
: 3

1 回の操作で全てのキーを設定する必要はありません。変更の必要があるキーのみ変更可能です。
バッテリ駆動時は、オートセンサ機能は無効となります。

62

7.17.4.

「カスタマイズキー」設定画面 [システム]「ホーム」画面下部の 3 つの変更対象のカスタマイズキー

カスタマイズキー
RadioID:0101の設定を行います。

を選択した後、変更項目のキーをタッチしてください。

10:40

ECG [ LEAD-Ⅱ / Filter-2 ]< B ｶﾝｼﾞｬ B ｻﾝ >日 時

ｶｽﾀﾏｲｽｷｰ
ﾞ

輝 度

サウンド

設定変更中

①

ｸｲｯｸｾｯﾄ

ｸｲｯｸｾｯﾄ

ﾘｽﾄ/ﾄﾚﾝﾄﾞ

リスト

②

リスト

トレンド

ホーム

波形停止

③

トレンド

ﾞ
ｲﾍﾝﾄﾒﾓﾘ

⑤

波形Ａ

数 値
ｷｬﾝｾﾙ
ADULT
CUFF: 180mmHg

間隔 120分

SYS

DIA

118

80

ｸｲｯｸｾｯﾄ

波形Ｂ

Ｏ Ｋ
MAP

PR

（ 90)

60

リスト

SpO2

HR

99

RR

60

15

Temp

36.5

トレンド

④
番号

名称

①

カスタマイズキー１②

カスタマイズキー２③

カスタマイズキー３④

カスタマイズキー

前回指定した カスタマイズキー１ 、 カスタマイズキー２ 、 カスタマイズキー３ キー。

クイックセット｢クイックセット｣画面を表示するショートカットキーです。

リスト/トレンド｢リスト｣画面と｢トレンド｣画面を交互に表示するキーです。

リスト｢リスト｣画面を表示するショートカットキーです。

トレンド｢トレンド｣画面を表示するショートカットキーです。

ホーム｢ホーム｣画面を表示するショートカットキーです。

波形停止

表示中の波形を一時停止するキーです。

イベントメモリ

ボタン押した時の目印をリスト画面に表示するキーです。

数値｢ホーム 1/3｣（複数子機接続時は「ホーム 1/2」
）画面を表示するショートカットキーです。

波形Ａ｢ホーム 2/3｣（複数子機接続時は「ホーム 2/2」
）画面を表示するショートカットキーです。

波形Ｂ｢ホーム 3/3｣ 画面を表示するショートカットキーです。
複数子機接続時は、ボタンの操作が無効となります。

(空白)

何も処理をしないキーです。この機能を割り当てると、カスタマイズキーを押しても何も処理をしません。

⑤

説明
カスタマイズキー１ キーの機能変更を有効にします。

初期値 : ｸｲｯｸｾｯﾄ①のボタンを押し反転させた後、⑤で機能を選択してください。
カスタマイズキー２ キーの機能変更を有効にします。

初期値 : リスト②のボタンを押し反転させた後、⑤で機能を選択してください。
カスタマイズキー３ キーの機能変更を有効にします。

初期値 : トレンド③のボタンを押し反転させた後、⑤で機能を選択してください。

63

手順：
1.

2.

3.

4.

カスタマイズキー１ の設定(1)①の カスタマイズキー１ をタッチして反転させます。

(2)⑤のキーの中から登録するキーを選択してタッチします。

(3)

カスタマイズキー１ の文字が登録するキーに変更されます。

カスタマイズキー２ の設定(1)②の カスタマイズキー２ をタッチして反転させます。

(2)⑤のキーの中から登録するキーを選択してタッチします。

(3)

カスタマイズキー２ の文字が登録するキーに変更されます。

カスタマイズキー３ の設定(1)③の カスタマイズキー３ をタッチして反転させます。

(2)⑤のキーの中から登録するキーを選択してタッチします。

(3)

カスタマイズキー３ の文字が登録するキーに変更されます。

変更を有効にする(1)

ＯＫ

キーをタッチすることにより、画面下部の④「カスタマイズキー」が変更されます。

1 回の操作で全てのキーを設定する必要はありません。変更の必要があるキーのみ変更可能です。
カスタマイズキーに“波形Ｂ”が割り当てられた状態で本機器を複数子機接続設定に変更すると、“波形Ｂ”には“空白”が割り当てられ、「ホーム 3/3」の表示機能は無くなります。

64

7.18.

「リスト」画面

リスト画面およびイベント履歴画面の、表示・設定・印刷を実施する画面です。
この画面は、

メニュー キーをタッチし、「メニュー」画面の「表示メニュー」より リスト キーをタッチすると表示されます。

7.18.1.

「リスト」画面 [リスト]

この画面ではメモリされた測定値をリスト表示します。画面表示時は最新のデータを表示します。
複数子機接続時は、子機ごとにリスト画面が表示されます。子機選択ボタン領域で表示中の子機のリストが表示され、ボタンにより表示する子機の切り替えが可能です。
RadioID:0101

00:20

ECG [ LEAD-Ⅱ / Filter-2 ]< B ｶﾝｼﾞｬ B ｻﾝ >
日 時
DATE
09/17
09/17
09/17
09/17
09/17
09/17
09/17
09/18
09/18
09/18

TIME
23:15
23:30
23:31
23:43
23:45
23:46
23:50
00:00
00:01
00:15

ADULT
CUFF: 180mmHg

間隔
番号

60分

ｲﾍﾝﾄ履歴ﾞ

リスト間隔
SYS/ DIA( MAP)
145 / 97 (108 )APR

145 / 97 (108 )83

135 / 83 ( 99 )
SYS

DIA

135

83

ｸｲｯｸｾｯﾄ

設定変更中

71

MAP

SpO2
96
95
95
89
88
88
91
95
95
97
PR

（ 99)

リスト

名称

68

印 刷
PR
68
80
81
85
87
89
83
72
70
67

HR
------------85
73
70
68

SpO2

97

印 刷

RR
12
18
20
25
24
24
20
15
15
14

Temp
--.--.--.--.--.--.37.4
37.2
37.2
37.2

HR

RR

66

△

①

②

▽
15

Temp

37.1

③
④
⑤

トレンド
説明

① △／▽ボタン

リストを上方向(古いデータ)または下方向(新しいデータ)にスクロールさせます。

② スクロールバー

リストの格納件数によりスクロールバーのサイズが変わります。
スクロールバーを直接タッチしてもリストのスクロールが可能です。

③ アラーム④

対象データがアラームデータであったことを赤色反転で示します。

測定対象

血圧測定の測定対象を血圧測定値の横に表示します。
「リスト」画面の先頭と、測定対象が変更された場合のリストにのみ表示されます。
A: 成人、N： 新生児

体動検知

血圧測定時、体動を検知したことを血圧測定値の横に表示します。
M: 体動検知

REPUTE 測定

REPUTE による血圧測定であったことを血圧測定値の横に表示します。
R: REPUTE トリガ⑤ イベントメモリ

イベントメモリ キーをタッチした時の各パラメータの測定値であることを示します。
日時を白色で反転表示します。 09/17 23:46
88
89 ---

65

リスト格納条件
リストへのデータ格納条件は、以下の 4 種類です。
血圧測定終了時。記録される日時は、測定終了時の子機の時刻となります。NIBP の各値のみ格納されます。
リスト間隔で指定したリスト間隔ごと。記録される日時は、本機器の時刻となります。

NIBP 以外の最新測定値が格納されます。
リスト間隔

の設定は

リスト間隔

タブで行います。

詳細は、「7.18.2. 「リスト間隔」設定画面[リスト]」を参照してください。

[アラーム時リスト格納]が[ON]に設定されている場合、各測定値にアラームが発生した時。記録される日時は、
本機器の時刻となります。
[アラーム時リスト格納]の設定は「システムモード」画面で行います。
詳細は、「9.2. システム設定」を参照してください。
イベントメモリ

キーを押した場合。記録される日時は、本機器の時刻となります。

キーを押したときに本機器で受信している NIBP 以外の最新測定値が格納されます。

リスト格納件数とメモリフル
データの最大格納件数は、子機の接続台数により異なります。
子機の接続台数が、1～3 台： 子機ごとに、600 件

子機の接続台数が、4～6 台： 子機ごとに、360 件

いずれかの子機の格納件数が最大値に達した場合、メモリフルアイコンが表示されます。メモリフルア

イコンは、格納件数が最大値に達した子機のデータを削除しない限り、表示され続けます。
メモリフル時は、一番古いリストデータから順次上書きされます。

アラーム中断から 2 分経過後に再アラームが発生した場合にも、リストへのデータ格納が行われます。
格納されるデータは、再アラーム時に本機器で受信している最新の測定値となります。

RPP または SI は、子機で測定が有効の場合のみ表示されます。Temp の右隣に表示されます。
MAP は、RPP または SI の設定にかかわらず、常に表示され、リストに記録されます。

66

7.18.2.

「リスト間隔」設定画面

[リスト]

名称

リスト間隔

説明
測定データのリスト格納間隔を設定します。
血圧測定終了時は、この設定に関係なくリスト格納されます。
設定値: OFF、15 秒、30 秒、1 分、2 分、2.5 分、3 分、5 分、10 分、15 分、30 分、60 分
初期値
: OFF

血圧測定時にリスト格納されるデータは、測定終了時の子機の時刻となります。
本機器と子機との時刻がずれている場合や、無線接続が途切れた場合などに、リスト間隔によるリ
スト格納時刻と血圧測定のリスト格納時刻の順番が入れ違いになる場合があります。

67

7.18.3.

「イベント履歴」画面 [リスト]

この画面ではメモリされたイベント履歴をリスト表示します。画面表示時は最新のデータを表示します。
各操作は、「リスト」画面と同様です。

※

EVENT DETAIL の文末の記号は、イベントが発生した子機記号です。

イベント履歴は全ての子機で共有です。データの最大格納件数は 600 件です。
600 件を超えると、古いデータから順次上書きされます。
イベント履歴に記録される内容は、「テクニカルアラーム」および「機器インフォメーション」です。
主なイベント履歴には以下の種類のメッセージがあります。
名称説明

ゼロポイントエラー

Zero point error

システムエラー

System error

血圧測定エラー（ 詳細はエラーコード表をご覧ください。
）

SpO2 脈検出中

E09
E11
E12
E13
E15
E21
E22
E23
E24
E42
E43
E44
E45
E46
E48
E61
E63

BP safety monitoring error.
Can not pressurize.
Pressurizing speed is too slow.
Pressurizing speed is too fast.
Can not pressurize.
Measurement time is too long.
Exhaustion speed is too fast.
Excessive pressure is detected.
Deflation speed is too slow.
Insufficient pressurization.
No pulse is detected.
Physical movement is detected.
DIA cannot be detemined.
MAP cannot be detemined.
SYS cannot be detemined.
PR cannot be detemined.
BP value is inappropriate.

SpO2 Pulse Search.

68

名称

説明

SpO2 脈検出中（高優先度）

SpO2 Pulse Search. (HighPriority)

SpO2 センサ外れ

SpO2 Sensor Off.

SpO2 範囲外データ

SpO2 Illegal data.

ECG 脈検出中

ECG Pulse Search.

ECG 電極外れ

ECG Sensor Off.

ECG 範囲外データ

ECG Illegal data.

Resp 範囲外データ

Resp Illegal data.

Temp プローブ外れ

Temp Probe off.

Temp プローブ断線

Temp Probe error.

Temp 範囲外データ

Temp Illegal data.

NIBP 範囲外データ

NIBP Illegal data.

NIBP エラー

NIBP Error

NIBP システムエラー

NIBP System Error

メモリフル

Memory Full.

メモリエラー(構成情報)

Memory Error (ConfigTable).

メモリエラー(リスト情報)

Memory Error (List).

メモリエラー(トレンド情報)

Memory Error (Trend).

メモリエラー(イベント情報)

Memory Error (Event).

メモリエラー(システム情報)

Memory Error (System).

システムエラー

System Error.

停電

Power Failure.

プリンタエラーPrinter Error.

バッテリ空Battery Empty.

バッテリエラー

Battery Error.

テレメータ切断

Telemeter Disconnect.

テレメータエラー

Telemeter Error.

そのほかのイベント履歴については、弊社相談窓口までお問い合わせください。

69

7.18.4.

「印刷」画面 [リスト] ／ [イベント履歴]

リストデータおよびイベント履歴の印刷画面です。
「リスト」画面表示中に、[印刷]タブをタッチすると、リストデータの印刷画面になります。
「イベント履歴」画面表示中に、[印刷]タブをタッチすると、イベント履歴データの印刷画面になります。

①

②

番号

名称

説明

①

ページ印刷

印刷待機中に 印刷/停止 キーをタッチすると、現在画面に表示されている 10 件分のリストデータ/イベント履歴データを印刷します。印刷中に 印刷/停止 キーをタッチすると、印刷を停止します。

②

全件印刷

印刷待機中に 印刷/停止 キーをタッチすると、リストデータ/イベント履歴データの全てのデータを印刷します。印刷中に 印刷/停止 キーをタッチすると、印刷を停止します。

リストデータの印刷は、複数子機接続時は子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象となります。

70

7.18.5.

「消去」画面 [リスト]

メモリの消去画面です。この画面は、消去タブをタッチする直前に表示していた画面により、動作が異なります。
「リスト」画面表示中に、[消去]タブをタッチすると、「リストデータ／トレンドデータ」の消去画面になります。
「イベント履歴」画面表示中に、[消去]タブをタッチすると、「イベント履歴データ」の消去画面になります。

名称

説明
消去 キーをタッチすることで、消去確認
メッセージが表示されます。

消去

確認画面で、 ＯＫ キーをタッチすると、
リストデータ／トレンドデータ、またはイベント履歴データが全て消去されます。

「リストデータ」の消去を実行すると、「リストデータ」、「トレンドデータ」の復旧はできません。子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象になります。
「イベント履歴データ」の消去を実行すると、「イベント履歴データ」の復旧はできません。
イベント履歴データは全ての子機一括で消去されます。

「リストデータ」、「トレンドデータ」および「イベント履歴データ」は、内蔵バックアップ電池が切れるまでデータを保持します。
本機器で「リストデータ」、「トレンドデータ」および「イベント履歴データ」を消去しても子機にメモリされているデータは削除されません。

71

7.19.

「トレンド」画面「トレンド」画面の表示と、設定、印刷を実施する画面です。この画面は、「メニュー」画面の「表示メニュー」より

7.19.1.

トレンド

メニュー キーをタッチし、キーをタッチすると表示されます。

「トレンド」画面 [トレンド]

この画面では、メモリされた測定値をトレンド表示します。
トレンドデータ上には、接続子機 1 台あたり 60 件分のデータが表示（プロット）されます。
トレンドデータは、該当する期間内に含まれる全測定値の平均値が表示されます。

①
②

⑤

③

⑥

④

⑦
⑧

番号

名称

説明

①

トレンド時間軸

トレンドグラフの下部に表示している時刻は、トレンド時間軸の時刻表示です。
左端がトレンド開始時刻で、右端がトレンド終了時刻となります。
トレンド終了時刻は現在時刻です。

②

間隔

トレンドデータの表示間隔を、ボタンをタッチして指定します。
設定値: 1 時間、2 時間、3 時間、6 時間、12 時間、24 時間③＋ NIBP 黄色血圧のトレンドデータ表示設定です。(トレンドグラフ上にデータを表示)
設定値: ON、OFF
初期値 : ON④ｘ HR

心拍数のトレンドデータ表示設定です。(トレンドグラフ上にデータを表示)
設定値: ON、OFF
初期値 : ON⑤

● Temp ピンク色

体温のトレンドデータ表示設定です。(ON 時にトレンドグラフ上にデータを表示)
設定値: ON、OFF
初期値 : OFF

⑥

◇ RR

白色

呼吸数のトレンドデータ表示設定です。(ON 時にトレンドグラフ上にデータを表示)
設定値: ON、OFF
初期値 : OFF⑦ｘ PR

脈拍のトレンドデータ表示設定です。(ON 時にトレンドグラフ上にデータを表示)
PR 指定色 脈拍値は、[設定]の[PR 表示指定]にて設定された値に準じます。
設定値: ON、OFF
初期値 : OFF⑧

■ SpO2 水色

緑色

初期値 : 1 時間

SpO2 のトレンドデータ表示設定です。(トレンドグラフ上にデータを表示)
設定値: ON、OFF
初期値 : ON72

7.19.2.

「印刷」画面 [トレンド]

トレンドデータの印刷画面です。
現在設定されているトレンド表示間隔と、現在選択されているパラメータで印刷されます。

名称
印刷／停止

説明
印刷待機中に 印刷/停止 キーをタッチすることで、現在画面に表示されているトレンド
データ を印刷します。印刷中に 印刷/停止 キーをタッチすると、印刷を停止します。

73

7.19.3.

「消去」画面 [トレンド]名称

説明
消去 キーをタッチすることで、消去確認メッセージが表示されます。

消去

確認画面で、 ＯＫ キーをタッチすると、リストデータ・トレンドデータ/イ
ベント履歴データが全て消去されます。

「トレンドデータ」の消去を実行すると、「トレンドデータ」および「リストデータ」の復旧はできません。複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象になります。

「リストデータ」、「トレンドデータ」および「イベント履歴データ」は、内蔵バックアップ電池が切れるまでデータを保持します。
本機器で「リストデータ」、「トレンドデータ」および「イベント履歴データ」を消去しても、子機にメモリされているデータは削除されません。

74

7.20.

「ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ」画面

患者名の設定／変更を実施する画面です。カタカナまたは英数字で、10 文字まで設定可能です。
この画面は、 メニュー

キーをタッチし、「メニュー」画面の「表示メニュー」よりタッチすると表示されます。

OK

ﾅﾏｴ ﾄｳﾛｸ

キーをキーを押して変更を確定すると、「メニュー」画面に戻ります。
「トウロク・カナ」画面
⑩
⑥
⑨

①

⑤
⑦

②
④

「トウロク・英字」画面

③

番号

⑧

名称

説明

①

カナ入力

患者名欄にカナ文字を入力します。

②

数字入力

患者名欄に数字文字を入力します。

③

英字入力

患者名欄に英字文字を入力します。

④

クリア

⑤

ＢＳ

⑥

文字送り

⑦

英字変換

患者名欄の入力文字を全て削除します。また、入力位置が初めに戻ります。
Back Space キーです。タッチすると入力中の文字が削除され、入力位置が一つ戻ります。
「＜」をタッチすると、入力位置が一つ戻ります。
「＞」をタッチすると、入力位置が一つ進みます。
カナ入力を英字入力に変換します。

⑧

カナ変換

英字入力をカナ入力に変換します。

⑨

入力位置

現在の入力位置を示します。

⑩

患者名保存・変更される患者名を表示します。

75

濁点・半濁点も 1 文字にカウントされます。 例）ｺﾞﾝﾄﾞｳ

…

6 文字

複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象になります。
患者名は、本機器にのみメモリ保存されます。子機へ送信はされません。
内蔵バックアップ電池が消耗した場合、電源が OFF になると患者名が消去される場合があります。
子機の接続台数を、3 台以下から 4 台以上（もしくは、その逆）に切り換えた場合、メモリされた患者名は初期化されます。

76

8.

操作方法

8.1.

システムの起動／停止

起動手順：
(1)

電源

キーで ON する

本体上部パネルの左にある電源

キーを押します。

電源が投入され、本機器のソフトウェアが起動します。

(2) 起動直後
1. 本体の全ての LED とアラームランプが点灯します。
2. 「ポーンポーン」と起動音が鳴ります。
3. 画面に弊社のロゴが表示されます。

(3) 起動診断テスト画面

VitalStation S6

TM-2126

画面には起動時診断テストの経過が表示されます。

CPU
FPGA
MemoryPrinter

最下段に本機器のソフトウェアバージョンが表示されます。
このとき、LED やランプは消灯します。

OK
OK
OK
OK

Ver-x.xx(4) 基本画面表示
基本画面を表示して、ソフトウェアの起動が完了します。
表示例

停止手順：
(1)

電源

キーで OFF にする

電源

キーを約 3 秒間押し続けます。

電源が OFF になり、本機器のソフトウェアが停止します。

「システム設定」で「起動音」を OFF にしている場合、および、「クリック」音量を OFF にしている場合は、起動音が鳴りません。
「9.2. システム設定」および「7.17.2. 「サウンド」設定画面 [システム]」を参照。
起動診断において、いずれかの項目でエラーが発生した場合は、画面にエラーメッセージが表示され、基本画面は表示されません。弊社 ME 機器相談センターまでお問い合わせください。

77

8.2.

非観血血圧測定（NIBP）

本機器は、子機の非観血血圧測定（NIBP）について以下の項目の遠隔操作が可能です。
測定開始／停止を手動で遠隔操作することができます。子機接続台数により、表示および操作が異なります。
名称

説明マニュアル測定

手動での開始／停止操作が可能です。
「8.2.1. マニュアル測定」を参照。

インターバル測定

インターバル測定の設定／停止操作が可能です。
「8.2.2. インターバル測定（測定間隔）」を参照。

監視値の設定アラーム基準の監視値設定が可能です。「7.7.1. 「監視値」設定画面 [NIBP]」を参照。

RPT 測定の設定

RPT による測定の ON/OFF を設定可能です。
「7.7.3. 「測定」設定画面 [NIBP]」を参照。

初期加圧値の設定

NIBP の初期加圧値の設定変更が可能です。
「7.7.2. 「加圧値」設定画面 [NIBP]」を参照。

8.2.1.

マニュアル測定

本機器を操作することで、子機の NIBP 測定開始／停止を遠隔操作可能です。操作方法と画面表示は、子機の接続台数により異なります。
(1) 子機 1 台

接続時

測定開始
血圧測定／停止

キーを押すことにより、確認ボタンがポップアップ表示されます。 ＯＫまたは、もう一度

血圧測定／停止

キャンセル

キーをタッチ、キーを押すと、血圧測定開始コマンドが子機へ送信されます。

キーをタッチ、または、

ホーム

キーを押すと、血圧測定を行いません。

子機の血圧測定を開始します。
よろしいですか？
[OK] or [血圧測定/停止]
ｷｬﾝｾﾙ

Ｏ Ｋ

測定停止
子機が血圧測定中に 血圧測定／停止
ＯＫ

キーを押すことにより、確認ボタンがポップアップ表示されます。

キーをタッチ、または、もう一度

血圧測定／停止

キーを押すと、血圧測定停止コマンドが子機へ送信されます。
キャンセル

キーをタッチ、または、

ホーム

78

キーを押すと、そのまま血圧測定を継続します。

(2) 子機 2／3 台

接続時

血圧測定／停止

キーを押すと、測定開始ボタン画面が表示されます。測定する子機の

測定開始

キーを

押してください。選択した子機へ血圧測定開始コマンドが送信され、ポップアップは消えます。
※ポップアップ表示時に血圧測定中の子機は、 測定開始

キーはまた、子機と無線接続がされていない子機は、 測定開始

測定停止

キー／

測定停止

キーに変化します。
キーは表示されません。

血圧測定を開始/停止します

A ｶﾝｼｬﾞ A ｻﾝ

測定開始

B ｶﾝｼｬﾞ B ｻﾝ
C ｶﾝｼｬﾞ C ｻﾝ

(3) 子機 4～6 台

測定停止

接続時

画面表示は、以下のように表示されます。操作方法は、子機 2 台/3 台接続時と同様です。

血圧測定を開始/停止します

A ｶﾝｼｬﾞ A ｻﾝ

B ｶﾝｼｬﾞ B ｻﾝ

C ｶﾝｼｬﾞ C ｻﾝ

測定開始

測定停止

D ｶﾝｼｬﾞ D ｻﾝ

E ｶﾝｼｬﾞ E ｻﾝ

測定停止

測定開始

子機との無線接続が不安定な場合は、血圧測定が開始／停止されない場合があります。必ず、最大遅延時間以上経過後に、本機器の血圧値表示（「7.1.4. 血圧値表示」を参照）で確認を行ってください。通信エラーなどにより子機への設定が正しく行われない場合があります。
（最大遅延時間は、「8.4. 無線通信による遅延時間」を参照。）

測定エラーが発生した場合は、最高血圧の表示領域にエラーコードを表示し、画面上部の共通表示領域にエラーメッセージを表示します。エラーコードをタッチすると、エラーコードの簡易説明が表示されます。
エラーコードの詳細は、「12.5. エラーコード表」を参照してください。
｢加圧値｣を[AUTO]に設定しておくと、患者等の血圧値に応じた加圧値となります。

79

8.2.2.

インターバル測定（測定間隔）「測定間隔」設定画面を表示し、実施します。
この画面は、 測定間隔設定「表示メニュー」よりキーをタッチするか、測定間隔設定メニュー

キーをタッチし、「メニュー」画面のキーをタッチすることにより表示されます。

測定間隔設定キー

遠隔操作可能パラメータ(1) 測定間隔を OFF 以外の値に設定し、 ＯＫ

キーを押します。

(2) 子機への送信確認メッセージが表示されますので、さらに(3)測定間隔設定キーに｢間隔ＯＫ

キーを押します。

XX 分｣と測定間隔が表示されると、子機のインターバル設定が完了します。

(4) インターバル測定を終了する場合は、 間隔 OFF

キーをタッチして、測定間隔を OFF にしてください。

双方向通信機能により設定を変更した場合は、最大遅延時間以上経過後に、 測定間隔設定

キーの表示確認を行ってください。通信エラーなどにより子機への設定が正しく行われない場合があります。
（最大遅延時間は、「8.4. 無線通信による遅延時間」を参照）
設定範囲については、子機により異なります。詳細は各子機の取扱説明書を参照してください。
複数子機接続時は、子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象になります。

インターバル測定中でも、 血圧測定／停止

キーによるマニュアル測定は可能です。マニュアル測定中にインターバル測定の開始時刻となった場合は、インターバル測定はその 1 回のみキャンセルされます。
複数子機接続時は子機選択ボタン領域で表示中の子機が対象になります。

80

8.3.

アラーム機能

本機器では、無線通信により子機から通知されたアラーム情報を基に、アラーム信号による通知を行います。
本機器ではアラームの判定は行いません。
アラーム信号には、「視覚アラーム」と「聴覚アラーム」の 2 種類があります。
視覚アラームは、「アラームランプ」、「測定値の点滅／反転表示」、「メッセージによる通知」があります。
聴覚アラームは、本機器背面にあるスピーカからの「警告音の鳴動」があります。
アラームの種類は、「バイタルアラーム」と「テクニカルアラーム」の 2 種類があります。
バイタルアラームは、患者等のバイタルサインを基に通知されるアラームです。
テクニカルアラームは、子機または本機器で発生したバイタルアラーム以外のアラームです。
アラーム情報は、リストメモリ機能およびイベント履歴機能により、本機器にメモリされます。
また、設定により、アラーム情報に基づいて測定値または波形情報の印刷を行うことができます。

バイタルアラームが発生した場合は、必ず患者等の状態を確認し、適切な処置を施してください。アラームに対処をしない場合、患者等に危険が生じる可能性があります。
子機の監視値設定は、患者等の状態を常時監視し、操作者が適切な設定であるか確認し、必要であれば変更してください。バイタルアラームの誤判定の原因となります。
本機器を監視施設内に複数設置する場合は、管理者が各機器のアラーム音量を適切に設定し、操作者がアラーム音量を変更しないようにしてください。アラーム発生に気付かず、患者等の状態変化を把握できない場合があります。
子機との無線通信切断中に子機でアラームが発生し、無線再接続前にアラームが終了した場合、本機器へは無線通信切断中のアラームが通知および記録されません。子機との無線通信が切断した場合は、必ず目視でも患者等の状態を確認し、子機の記録を確認してください。
本機器で患者等の監視中は、操作者がアラーム音を聞き取れる範囲から離れないでください。
アラーム音を聞き取れない場合、患者等の状態変化を把握できない場合があります。
本機器のアラームのみで、患者等の状態を判断しないでください。アラーム音量設定や監視値設定により、患者等の状態変化を把握できない場合があります。

本機器は、複数子機のアラーム情報を受信し、表示します。同時に複数のアラーム情報を受信した場合には、必ずアラームが発生した全ての子機の患者等の状態を確認してください。

81

8.3.1.

アラームの種類と分類

本機器が通知するアラームには、2 つの種類があります。アラーム以外の『情報信号』も含め、以下のとおりとなります。
アラームの種類
バイタルアラーム

説明
子機に設定された監視値の上限／下限を超過した場合に、子機から通知されるアラームです。また、NIBP 測定のエラーもバイタルアラームとなります。

子機と患者等接続部間のエラー（電極／センサ外れ、ケーブル異常等）、
本機器と子機との通信エラー、本機器の装置異常（電力低下、装置異常等）
テクニカルアラームが発生した場合に通知されるアラームとなります。
（参考）情報信号

電源投入時動作（LED 全点灯、起動音鳴動）、プリンタ用紙切れ表示（アイコンの点滅）、心拍同期信号（同期音・同期 LED）、NIBP 動作音、キー操作音、など。

またアラームの種類とは別に、3 段階の「緊急度レベル」に対応したアラーム分類が用意されています。
緊急度レベルアラーム分類説明

緊急患者等に緊急に対処が必要な事象が発生しています。速やかに処置を
高優先度アラーム 施さない場合、患者等に生命の危険または後遺障害が発生する可能性が
あります。

重要

患者等に対処が必要な事象が発生しています。処置を施さない場合、患者等に治療が必要な障害が発生する可能性があります。長時間処置を
中優先度アラーム
施さない場合は、患者等に生命の危険または後遺障害が発生する可能性があります。

警告／注意

処置を施さない場合、患者等に不快感または症状の悪化などが発生する
低優先度アラーム 可能性があります。長時間処置を施さない場合、患者等に治療が必要な障害が発生する可能性があります。

本機器では、子機の電力低下または喪失を認知することはできません。
子機が動作していない状態の時は、テクニカルアラーム「無線切断」として通知されます。
「無線切断」が一時的ではなく、長時間にわたり回復しない場合は、子機が動作していない可能性があります。必ず子機の状態を確認してください。

82

8.3.2.

アラーム信号の種類と通知個所

アラーム信号の種類と通知場所は、以下のとおりです。
①

テレメータ通信切断②③
B ｶﾝｼｬ
ﾞ B ｻﾝ
0102
10:33

SYS

RR 40
DIA 6

42

/min

RPP INT:OFF

143 88 (10.6)

160
100
ADULT 90
50
CUFF:AUTOmmHg mmHg

OFF

mmHg

0103

89 105
100
40

%

bpm

5
Temp37.
1℃
36.0 37.
SpO2
PR--- --- (--.-)

98 119

120分

リスト

SYS

DIA

OFF
OFF
NEO
OFF
OFF
CUFF: 120mmHg mmHg

間隔

OFF
90

x1000

C ｶﾝｼｬ
ﾞ C ｻﾝ--:--0
Temp38.
4℃
OFF 37.
SpO2HRSI INT:OFF

OFF

OFF
90

mmHg

ｸｲｯｸｾｯﾄ

トレンド

160
80

%

bpm

④

番号

信号の種類

名称

説明

アラームランプ

アラーム分類により、赤または黄色で点滅または点灯します。
「同期 LED」点滅中にアラームが発生または、アラームを解除した場合、「同期 LED」は消灯します。低優先度アラームを解除した場合、「同期 LED」は点滅を始めます。

②

アラームメッセージ

ディスプレイ上段に、アラーム内容を表示します。アラーム
分類により、表示される文字色や背景が異なります。

③

測定値表示

監視値超過時、該当する測定値表示部分が反転点滅または点灯します。文字色は、元の色と同じです。

スピーカ

本体背面にあるスピーカから鳴ります。アラーム分類により、パターン・音量が異なります。
「5.2. 背面図」を参照。

①
視覚アラーム④

聴覚アラーム

本機器のアラームランプが設置場所の全体から見渡せるように設置してください。アラーム発
生に気付かず、患者等の状態変化を把握できない場合があります。
本機器のスピーカを塞がないように設置してください。アラーム発生に気付かず、患者等の状態変化を把握できない場合があります。

83

8.3.3.

アラーム発生時の動作

アラーム発生時の通知個所について、アラーム分類ごとの動作は以下のとおりです。

アラーム分類
高優先度
アラーム
中優先度
アラーム
低優先度
アラーム

アラーム
ランプ

アラーム
メッセージ

測定値

アラーム音

赤点滅

赤反転

表示色
反転点滅

「ポンポンポーンポンポーン」
2 回連続を 8 秒間隔

黄点滅

黄反転

表示色
反転点滅

「ポンポンポーン」
10 秒間隔

黄点灯

白反転

表示色
反転点灯

ポンポーン
17 秒間隔また、アラーム分類に依らず、以下の動作をします。
アラーム発生時、『ホーム画面』以外を表示していた場合は、表示が『ホーム画面』に切り替わります。
（バイタルアラームおよび NIBP テクニカルアラーム）。
アラーム発生時の測定値を、リストメモリに保存します（バイタルアラーム時）。
アラーム内容を、イベント履歴に保存します（テクニカルアラーム時）。
詳細は、「7.18. 『リスト』画面」を参照してください。
[自動印刷]の設定が[波形]のとき、本機器でアラーム通知を受けた時点の前後 8 秒間（合計 16 秒間）の ECG
波形を印字します。
[自動印刷]の設定が[測定値]のとき、アラーム発生時にリストメモリに保存した内容を印字します。
詳細は、「7.16.2. 『自動印刷』設定画面[機能]」を参照してください。

テクニカルアラームのアラームメッセージは、
アラーム解除アラーム解除キーを押すと消去されます。

キーを押す前に、メッセージを確認してください。

2 つ以上の優先度の異なるアラームが発生した場合、高優先度アラーム＞中優先度アラーム＞低優先度ア
ラームの優先順位でアラーム動作を行います。
2 つ以上の監視値アラームが発生した場合、監視値を超えたパラメータがそれぞれ点滅表示をします。
本機器は、複数の子機から複数の測定値に関するアラームを通知するため、インテリジェントアラームシ
ステムを備えています。複数子機でアラームが同時に発生した場合や、同一分類のアラームが発生した場
合のメッセージ表示などの優先順位に関しては、「8.3.5. アラーム内容」を参照してください。

84

8.3.4.

アラーム解除時の動作

アラーム状態でアラーム解除キーを押すと、以下の動作となります。
アラーム

アラーム分類

動作

アラーム
ランプ

メッセージ

高優先度

アラーム音中断

赤点灯

赤反転

中優先度

アラーム音中断

黄点灯

黄反転

アラーム停止

消灯

消灯

低優先度

血圧測定／
テクニカル
エラー

測定値
表示
表示色
反転点灯
表示色
反転点灯
表示色
反転点灯

アラーム
マーク
点灯
点灯

点灯

アラームマークの詳細は、「7.1.3. アイコン表示」を参照してください。

SpO2 値、体温値、ECG による心拍数、SpO2 による脈拍数、Resp による呼吸数のアラームを消音した場合、子機のアラーム状態が継続していると、2 分後に再びアラーム発生状態となります。
複数の子機でアラームが発生していた際にアラームを解除すると、全ての子機に対してアラーム解除状態となります。
血圧値および血圧測定による脈拍数のアラーム発生は、アラーム解除または次回の血圧測定開始により止まります。

アラームの停止中に、別のアラームが発生した場合は再度アラームが発生します。
アラームの停止中に、別の子機でアラームが発生した場合は再度アラームが発生します。
アラーム設定値は、内蔵バックアップ電池が切れるまで値を保持します。

85

8.3.5.

アラーム内容アラームの優先度は以下のアラーム発生条件により子機で決定され、本機器に通知します。

高優先度アラーム
ECG の心拍数が、監視値上／下限を超えた場合。
ECG の心拍数が、｢0 bpm｣になった場合。
ECG 非測定時、SpO2 からの脈拍信号が消失した場合。

中優先度アラーム
血圧が監視値上／下限を超えた場合。
脈拍数が、監視値上／下限を超えた場合。
SpO2 が監視値上／下限を超えた場合。
Temp が監視値上／下限を超えた場合。
Resp が監視値上／下限を超えた場合。

低優先度アラーム ※1
システムエラー。
無線通信の切断。
血圧測定エラー。
ECG ケーブル／電極外れ。
ECG 測定時、SpO2 からの脈拍信号が消失した場合。
SpO2 ケーブル／センサ外れ。
Temp ケーブル／センサ外れ。
バッテリの低下。
※1 同じ子機で複数の低優先度アラームが発生した場合、本機器に表示されるアラームメッセージには優先順位があります。アラームメッセージは、上記アラーム発生条件の上から順に優先して表示されます。
複数の子機でアラームが発生した場合、以下の規則により、本機器でどの子機のアラーム動作・アラームメッ
セージ表示を行うかが決まります。(例)もご参照ください。
複数の子機で優先度の異なるアラームが発生した場合、優先度が最も高い子機のアラーム動作・アラーム
メッセージ表示を行います。
複数の子機で優先度の同じアラームが発生した場合、子機の記号が A←B←C←D←E←F の優先順位で該当
子機のアラーム動作・アラームメッセージ表示を行います。
(例)
パターン１
子機記号

A
B
C
D
E
F

パターン２

パターン３

子機の

本機器のアラーム

子機の本機器のアラーム

子機の本機器のアラーム

アラーム優先度

動作子機記号

アラーム優先度

動作子機記号

アラーム優先度

動作子機記号

Ｃ

－
－
低
－
中
低

Ｅ

高
中
低
高
中
低

Ａ

－
－
低
－
－
低

該当測定機能が子機で無効となっている場合は、アラームも無効です。

868.3.6.

アラーム発生から解除までのシーケンス

本機器のアラーム発生から解除に至るまでの動作シーケンスを図で記します。
操作者による
操作

電源ON

本機による
内部処理
本機による
アラーム動作

起動チェックアラーム通知チェック

高／中優先度
アラーム

無線通信
チェック

低優先度
アラーム

アラーム通知
消失

2分経過

アラーム
解除

アラーム中断

バッテリ
チェック

バッテリ
残量下限

バッテリ低下アラーム

バッテリ喪失アラーム

機器アラーム

無線通信
復旧

AC電源
接続

アラーム
解除

電源OFF

アラームオフ

本機器は、全体または個別のアラームをオフにする機能は備えていません。
監視値上／下限超過アラームは、監視値を OFF にすると、アラームは発生しません。

アラーム発生中、監視値設定を OFF にした場合は、アラームも終了します。アラームを停止させる目的で監視値設定を変更または OFF とすることは、避けてください。

87

8.4.

無線通信による遅延時間

本機器と子機との無線通信は、血圧測定値・その他測定値・監視値などの設定値に分割して受信します。そのため、全て受信し終わるまでに遅延が発生します。また、複数の子機が接続されている場合は、接続台数により遅延時間が変化します。アラーム遅延時間と、各測定値遅延時間は、以下のとおりとなります。
表１

子機 1～3 台接続時

全 HOME 画面共通

(単位

秒)

1台
SpO2, 体温(Temp), 心拍数(HR),

2台
3～5

3台
6～9

呼吸数(RR)6～9
12～18

血圧値(SYS, DIA, MAP, RPP/SI, PR)

6～8

15～18

設定値(各監視値, 加圧値, 測定間隔)

15～18
30～36

アラーム

2～5

3～9

3～ 9
6～18

表２

子機 4～6 台接続時

HOME1 画面 (単位

秒)
4台

5台

6台

SpO2, 体温(Temp), 心拍数(HR),

2～3

2～3

2～3

呼吸数(RR)

5～8

7～10

9～13

血圧値(SYS, DIA, MAP, RPP/SI, PR)

4～5

4～5

4～ 5

設定値(各監視値, 加圧値, 測定間隔)

13～15

17～20

21～25

1～3

1～3

1～ 3

3～8

4～10

5～13

アラーム

表３

子機 4～6 台接続時

HOME2 画面 (単位秒)
4台

SpO2, 体温(Temp), 心拍数(HR),

5台

6台

6～9

6～9

6～9

呼吸数(RR)

18～27

24～36

30～45

血圧値(SYS, DIA, MAP, RPP/SI, PR)

15～18

15～18

15～18

設定値(各監視値, 加圧値, 測定間隔)

45～54

60～71

74～89

3～9

3～9

3～9

9～27

12～36

15～45

アラーム

上記の表に記載の遅延時間に加え、電波状況悪化による受信エラーが発生し、さらに遅延時間が生じる場合があります。無線切断エラーが頻繁に発生する場合は、管理者または電波管理者へ連絡してください。

88アラーム遅延時間は、子機によるアラーム判定までの遅延時間と、無線通信によるデータ受信遅延時間の合算となります。
子機接続数が 3 台以上の場合、子機により遅延時間が異なります。表の上段は波形表示対象子機、表の下段はその他の子機を示します。
本機器が子機からのアラーム信号を受信後、1 秒以内にアラーム発生します。

8.5.

データの記録/消去

イベント履歴のメモリ数は 600 データです。
メモリ数が 600 データを超えると古いデータから消去し新しいデータをメモリします。
リストデータのメモリ数は子機 1～3 台接続時で子機 1 台ごとに 600 データ、子機 4～6 台接続時で子機 1台ごとに 360 データです。
いずれかのリストメモリが上限まで格納されている場合、画面右下にメモリフルアイコン
れます。

8.5.1.

血圧測定によるメモリ

血圧測定結果の受信を行うことによりメモリします。
メモリする測定値は、次の項目です。
測定日時
最高血圧 (SYS)､ 最低血圧 (DIA)､ 平均血圧 (MAP)
RPP (最高血圧 × 脈拍数)
心拍数 (HR) ／ 脈拍数 (PR)動脈血酸素飽和度 (SpO2)
呼吸数 (Resp)
体温 (Temp)
RPP/SI

8.5.2.

リスト間隔によるメモリ「メモリ間隔」を設定することにより、自動メモリを開始します。
設定したメモリ間隔に対応したジャストタイム方式にてメモリします。
アラーム発生時に自動的にメモリします。
メモリする測定値は、次の項目です。
測定日時
心拍数 (HR) ／ 脈拍数 (PR)動脈血酸素飽和度 (SpO2)
呼吸数 (Resp)
体温 (Temp)
RPP/SI

89が表示さ

8.5.3.

アラーム発生によるメモリ

アラーム発生時に自動的にメモリします。
メモリする測定値は、次の項目です。
測定日時
心拍数 (HR) ／ 脈拍数 (PR)動脈血酸素飽和度 (SpO2)
呼吸数 (Resp)
体温 (Temp)
RPP/SI

メモリ対象は、無線接続されている子機により異なります。
リスト間隔によるメモリを設定していると、電源が入った状態では常にメモリをします。
メモリをする必要のない場合は、リスト間隔を OFF に設定しておくことをお勧めします。
アラーム発生時の自動メモリはシステム設定で変更することができます。「9.2.システム設定」を参照。

90

8.6.

電源／バッテリ動作

画面の右下部に、電源情報に応じたアイコンを表示します。
番号

名称

説明

1

AC 電源接続中です。全ての処理を行うことができます。
オプションバッテリは接続されていません。

2

AC 電源接続中です。全ての処理を行うことができます。
オプションバッテリの充電完了状態で、バッテリ残量が充分にある状態です。

3

AC 電源接続中です。全ての処理を行うことができます。
オプションバッテリが充電中です。

4

バッテリ動作中で、バッテリ残量が充分にある状態です。
全ての処理を行うことができます。

5

バッテリ動作中で、バッテリが少し減った状態です。
全ての処理を行うことができます。

6

バッテリ動作中で、バッテリ残量が少ない状態です。
共通表示領域に「充電してください」メッセージが表示されます。プリンタは、「自動印刷」機
能も含め、動作しません。

7

バッテリ動作中で、バッテリがなくなった状態またはバッテリの異常です。
画面が「充電してください」「電源を入れ直してください」メッセージのみになり、画面が暗くなります。電源操作以外の使用はできません。しばらくすると電源が切れます。

8.7.

電波強度

各子機ごとに、電波情報に応じたアイコンを表示します。
番号

名称

説明

1

電波状況が良好な状態です。波形データ、数値データ共に損失なく受信できています。

2

電波状況がやや弱い状態です。電波減衰はみられますが、波形データ、数値データ共に欠損なく受信できています。

3

電波状況があまりよくありません。波形データ等のリアルタイムデータの場合、欠損する可能性があります。設置位置の移動等、環境を変えると改善する場合もあります。

4

無線の通信が全くできていません。距離的に問題があるか、子機の電源が入っていない可能性があります。

電波強度アイコン左、または右にある 4 桁の数字は、子機のチャンネル(下 2 桁)とステーションアドレスの組合せです。
(例)RadioID:1601 は、子機のチャンネル 3016、ステーションアドレス 01 の組合せを表します。

91

9.

システムモード
メニュー キーを押しながら電源を入れるとシステムモードの「メニュー」画面が表示されます。

使用する機能を選択してください。

保守モード

システム設定設定値印字

テストモードエアモニター

名称

説明

保守モード

無線機の保守点検を行うモードです。

システム設定システム機能設定を変更するモードです。

設定値印字

各種設定値を印刷します。

テストモードテストモードです。

エアモニタ

大気中の無線ノイズを測定するモードです。

9.1.

保守モード

本機器の保守点検を実施するためのモードです。
詳細は弊社担当者にお尋ねください。

92

9.2.

システム設定通常メニューの設定値とは別の、本機器システム構成を設定するモードです。

ステーションアドレス

100

▽

△

チャンネル

3005

▽

△

子機1ステーションアドレス

01

▽

△

子機2ステーションアドレス

02

▽

△

子機3ステーションアドレス

03

▽

△

子機4ステーションアドレス

OFF

▽

△

子機5ステーションアドレス

OFF

▽

△

子機6ステーションアドレス

OFF

▽

△

PREV

番号

CANCEL

NEXT

名称

O K

説明

1

ステーションアドレス

本機器の個別 ID です。シリアル通信、無線通信を利用する場合に設定します。
初期値 : 100 設定範囲 : 100 ～ 199

2

チャンネル

無線通信を行うための周波数を設定します。
初期値 : 3001 設定範囲 : 3001 ～ 3040

3

子機 1 ステーションアド 無線通信を行うための子機 1 の個別 ID です。
初期値 : 01 設定範囲 : OFF, 01 ～ 99
レス

4

無線通信を行うための子機 2～6 の個別 ID です。子機 1 台接続時は必ず OFF に設子機 2 ～ 6 ステーショ
定してください。
ンアドレス
初期値 : OFF 設定範囲 : OFF, 01 ～ 99

5

リピータ ID 1 ～ 3

使用する中継器 1～3 の個別 ID を設定します。
初期値 : OFF 設定範囲 : OFF, 201 ～ 299

6

プロトコル

無線通信を行うためのプロトコル設定です。詳細は弊社担当者にお尋ねください。
初期値 : 04 設定範囲 : 04, 05

7

血圧値表示有効時間

血圧測定終了後より、測定値を網掛け表示にするまでの時間を設定します。
ALWAYS : 網掛け表示なし 30 MIN :
30 分後
5 MIN : 5 分経過後
60 MIN : 60 分後10 MIN :10 分後
初期値 : 5 MIN

8アラーム時リスト格納

監視値アラームが発生した場合に、自動的にリストに格納する設定です。
初期値 : ON 設定範囲 : ON, OFF

9

監視値表示

ホーム画面で測定値に横に監視値を表示する設定です。
ON: 監視値を表示する
OFF:
監視値を表示しない
初期値 : ON

10

起動音

電源 ON 時のサウンド鳴動を選択します。
初期値 : ON 設定範囲 : ON, OFF

11

時刻合わせお知らせ

電源 OFF のまま本体を長期間使用しない場合、時刻の再設定を促します。
初期値 : ON 設定範囲 : ON, OFF

93

番号

名称

説明

12

← PREV キー「システムモード」画面を前ページに戻します。

13→ NEXT キー「システムモード」画面を次ページに進めます。

14

ＯＫ

変更を確定し、有効にする場合に押してください。

15

キャンセル キー

9.2.1.

キー

値を変更せずに戻る場合に押してください。

子機ステーションアドレス設定

本機器と子機を無線接続するため、子機ステーションアドレスを設定します。
①本機器のシステム設定で、ステーションアドレス、チャンネル、子機ステーションアドレスを設定してください。
※設定値については、「15.1. 付録 1: バンド 3 の周波数チャンネルとゾーン一覧表」をご一読ください。
設定し終えたら、 OK

キーを押し、電源を入れ直してください。

②子機のシステム設定で、以下の項目の設定を行ってください。
※子機のシステム設定については、子機の取扱説明書の「システムモード」の項を参照してください。
設定し終えたら、 OK

キーを押し、電源を入れ直してください。

設定項目

設定値

初期値

通信ユニットTELEMETER

NONE

ステーションアドレス

本機器の子機ステーションアドレスに合わせてください。

00

チャンネル

本機器のチャンネルに合わせてください。

3001③電波強度アイコンを確認し、接続が確立されているか確認してください。

9.3.

設定値印刷

現在設定されている、[監視値]、[設定値]、[システム設定値]を全て印刷します。
印刷中に再度キーを押すと、印刷を停止します。
「10.9. 設定値印刷」を参照してください。

9.4.

テストモード

本機器の動作チェックを実施するテストモードです。
詳細は弊社担当者にお尋ねください。

9.5.

エアモニタモード

大気中の無線ノイズを測定するモードです。
詳細は弊社担当者にお尋ねください。

9410. プリンタユニット
本機器の「プリンタユニット」により、測定結果を印字することができます。

プリンタ用紙を印刷中に引っ張ったり、乱暴に切り取るとプリンタヘッドを損傷する恐れがあります。
プリンタ用紙の向きを正しく取り付けてください。向きを間違えると印字されません。
プリンタ用紙は感熱紙ですので、用紙が発色したり印字が退色したりしますのでご注意ください。
発色させるものの例 : 糊、有機溶剤を含むサインペン、接着剤
退色させるものの例 : 日光、紫外線、蛍光ペン、テープ、クリアファイル、下敷き
上記理由により、記録文書として保存する場合はコピーを取り保存してください。
プリンタ用紙は、弊社の純正品を使用してください。純正品以外を使用した場合、印字が薄くなったり、紙詰まり等の故障原因となります。
プリンタ用紙が変形している場合、正しく印字されない場合があります。

10.1.
(1)

プリンタ用紙のセット

プリンタ用紙取出し キーを押して、プリンタ用
紙カバーを開けてください。

(1) プリンタ用紙取出し キー(1)(2) プリンタ用紙をプリンタ用紙カバーのくぼみにセットして、プリンタ用紙カバーを閉めてください。

(3)(2) プリンタ用紙カバー
内側のくぼみ紙送り キーを押して、正しく紙が送られることを確認してください。
(2)(4) [プリンタ蓋空き]アイコン、[プリンタ用紙切れ]アイコンが表示されていないことを確認してください。
余分な紙をカットして終了します。

(2) プリンタ用紙カバー
内側のくぼみ(3) 紙送り キー[プリンタ用紙切れ]アイコン(3)[プリンタ蓋空き]アイコン

プリンタ使用中に用紙切れとなった場合、[プリンタ用紙切れ]アイコンと[プリンタ蓋空き]アイコンの両方が点滅し、プリンタ用紙交換のお知らせをします。この状態から蓋を開けると、[プリンタ蓋空き]
アイコンのみが点灯する状態に変化します。プリンタ用紙を交換すると、両アイコンは消灯します。

95

10.2.

波形印刷

本体上部の

波形印字

キーを押すと、押した時点の前後 8 秒間（合計 16 秒間）の波形データを印刷することができます。また、印刷した波形データには、
印刷中に

波形印字

波形印字

キーを押した時点に(S)が印字されます。

キーを押すと、印刷停止として機能します。

16 秒間分の印刷を行いますが、プリントアウトには約 30 秒かかります。
表示中の感度と同じ感度にて印刷します。
波形データの最初に校正用波形を印刷します。(1 mV の大きさを示しています。)
記録速度は、25 mm/秒 固定です。
[機能][自動印刷]の[アラーム印字]が[波形]に選択している場合、監視値アラームが発生すると波形データを自動で印刷します。
アラームが発生している場合は、監視値超過となった測定値が網掛け表示となります。

(S)

波形印字

10.3.

キーを押した時点

測定値印刷[機能][自動印刷]の自動印字に、[測定値]が設定してある場合に、選択中の子機の現在の測定値を印刷します。
印刷中は、印刷停止として機能します。
アラームが発生している場合は、監視値超過となった測定値が網掛け表示となります。
表示パラメータは、接続している子機によります。

ｶﾝｼﾞｬ A ｻﾝ
2019/ 5/14 17:33 BP 5/14 17:32

SYS 114 mmHg
MAP 92 mmHg
HR
75 bpm
12 bpmRR

DIA 76 mmHg
PR
68 bpmSpO2 100 %Temp 35.9 ﾟC

96

10.4.

リスト印刷

リスト画面で、 印刷/停止 キーを押すと、画面表示されている選択中の子機の測定データ 10 件（最大）をリスト
印刷します。
「7.18.1. 「リスト」画面 [リスト]」を参照してください。

①
②
③
番号
①

②

③

名称

説明

アラーム

対象データがアラームデータであったことを示します。

測定対象

血圧測定の測定対象を表示します。
「リスト」画面の先頭と、測定対象が変更された場合のリストにのみ表示されます。
A: 成人、 N： 新生児

体動検知

血圧測定時、体動を検知したことを示します。
M: 体動検知

REPUTE 測定

REPUTE による血圧測定であったことを示します。
R: REPUTE トリガ

イベントメモリ

イベントメモリ キーを押した時の各パラメータの測定値であることを示します。

9710.5.

リスト全件印刷

リスト画面で全件 印刷/停止 キーを押すと、選択中の子機の全てのリストデータを印刷します。

10.6.

イベント履歴印刷

イベント履歴画面で、印刷/停止キーを押すと、イベント履歴画面に表示されているデータ 10 件（最大）のデータをリスト印刷します。
イベントの詳細は、「7.18.3. 「イベント履歴」画面 [リスト]」を参照してください。

9810.7.

イベント履歴全件印刷

リスト画面で10.8.

全件 印刷/停止

キーを押すと、メモリされている全てのリストデータを印刷します。

トレンド印刷

トレンド画面で全件 印刷/停止

キーを押すと、画面表示されている選択中の子機のトレンドデータを印刷します。
トレンド時間軸は画面と同じになります。

99

10.9.

設定値印刷

システムモードで 設定値印刷 キーを押すと、現在設定されている、[監視値]、[設定値]、[システム設定値]を全て印刷します。
印刷中に再度 設定値印刷 キーを押すと、印刷を停止します。

100

11. バッテリユニット
オプションの「バッテリユニット」を装着すると、バッテリでの動作が可能となります。AC 電源が遮断された場合や一時的な移動のために AC 電源を取り外した際に、瞬時にバッテリ動作に切り替わり、連続した動作が可能となります。

バッテリユニットの装着および交換は、弊社指定の資格を保有する者のみが実施可能です。
資格の無い操作者または管理者は、実施しないでください。
資格の付与または資格が必要な装着及び交換作業のご相談は、お買い求めの頂いた販売店、弊社営業所または ME 機器相談センターまでご連絡ください。

改造や修理は、絶対に行わないでください。
弊社指定の機器以外に装着しないでください。
バッテリユニットを火中に投入したり過熱しないでください。
バッテリは必ず指定のものを使用してください。
バッテリを装着または着脱する場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いて行ってください。
有効期限の切れたバッテリは速やかに新しいものと交換してください。液漏れによる本機器の内部腐食や発火を起こす恐れがあります。交換したバッテリは適切な方法で廃棄処理してください。

バッテリユニットの初回使用時は、必ず 8 時間以上充電してください。
バッテリユニットのみで使用後は、速やかに AC アダプタでの動作に切り換えて充電を行ってください。
バッテリユニットのみでの動作時間が新品時の半分以下となった場合は、新しいバッテリと交換してください。

101

11.1.

バッテリユニットの取り付け

バッテリユニットの装着および交換は、弊社指定の資格を保有する者のみが実施可能です。
資格の無い操作者または管理者は、実施しないでください。
資格の付与または資格が必要な装着及び交換作業のご相談は、お買い求めの頂いた販売店、弊社営業所または ME 機器相談センターまでご連絡ください。

「バッテリユニット」は以下の要領で取り付けてください。

(1)

バッテリ蓋

(2)

(2)
(2)

(1) 本体の電源を切り、AC アダプタを外し、電源コードをコンセントから外してください。
(2) 背面のバッテリ蓋のネジを外してください。

(5)(3)コネクタ(3)ケーブル(5)(4)(3) バッテリユニットのケーブルを本体のコネクタに接続してください。
(4) ケーブルが折れないようにバッテリユニットを本体に挿入してください。
(5) 本体にバッテリユニットをネジで固定してください。

バッテリユニットを挿入するときは、本体との間にケーブルを挟みこまないように注意してください。ケーブルが断線し、正常に動作しない場合があります。

バッテリユニットのコネクタを接続した際、バッテリの残量によって、電源が入り本体が起動します。

102

11.2.

バッテリの充電方法

バッテリユニットの充電は、

電源 キーに関係なく、本体を AC 電源に接続すれば、自動的に充電を行います。

バッテリ動作時に、本体を AC 電源に接続すれば、自動的に AC 電源での動作に切り替わり、この時点から自動的に充電を行います。

落としたり、強い衝撃を与えないでください。
落下などにより変形したバッテリユニットは使用しないでください。
水やアルコール液がかからないようにしてください。

バッテリ残量表示について
バッテリ残量表示で、所定の時間よりも早く残量表示量が減る場合があります。
これはバッテリの特性によるもので、バッテリの不良ではありません。
一度バッテリで製品を動作させ、充電警告表示が表示されるまで使い切ってから再度充電すると、充電残量表示が正常に復帰する場合もあります。
バッテリは周囲の温度により充電効果が変化します。使用時の温度が 10°C 以下や 30°C 以上の場合は常温にくらべ動作時間が 2～3 割短くなることがあります。

10312. 保守12.1.

保守点検と安全管理

本機器などの医療機器は必要時にそれの有する機能が十分に発揮され、さらに患者等ならびに操作者の安全が確実に保たれているように管理がされなければなりません。日常点検管理については操作者によってなされることが原則となります。本機器の点検などの性能および安全性の確保のためには、保守管理責任者をおき管理する必要があります。

医療機器は、安全にご使用いただくために医療機関での保守点検が義務づけられています。

12.2.

清掃
清掃を行う際は、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
清掃用アルコールは、エタノール液 70%、イソプロパノール 70%液等をご使用ください。
本機器に水をかけたり、水につけての清掃は絶対行わないでください。
オートクレーブ、ガス滅菌（ＥＯＧ、ホルムアルデヒドガス、高濃度オゾンなど）を本機器やオプションの殺菌を目的に使用しないでください。
シンナ、ベンジンなどの溶剤を用いて清掃しないでください。本機器の清掃は病院の定めた方針や手順をもとに、1 ヶ月に 1 回程度、以下のように行ってください。

本体
本体外装の汚れは、水または、ぬるま湯を浸し、よく絞ったガーゼ等でよく拭き取ってください。
血液、薬剤などが付着した時は、消毒液を浸したガーゼ等をよく絞ってから本体を軽く拭き、その後、水または、ぬるま湯を浸してよく絞ったガーゼ等で水気を拭き取ってください。
使用可能な消毒液（成分名）は、表（使用可能な消毒液（成分名）例）に示す薬品を推奨します。
使用可能な消毒液（成分名）例
成分名
クロルヘキシジングルコン酸塩

主な製品名
5% ヒビテン液
マスキン液（5 vw/v%）

ベンザルコニウム塩化物

オスバン消毒液 10%

イソプロパール

70% イソプロパール

エタノール

消毒用エタノール（76.9 - 81.4 vol%）消毒液の使用にあたっては、各消毒液の添付文書（希釈濃度等）に従ってください。

10412.3.

廃棄

本機器の廃棄およびリサイクルについては、環境保護のため地方自治体の指導に従って処理してください。

バッテリユニット
本機器からバッテリユニットを取り出し、リード線端子にテープなどを貼り、絶縁状態にしてから廃棄してください。環境保護のため自治体の指定するリサイクル協力店へ処理を依頼してください。

内蔵バックアップ電池
本機器は、設定情報その他のバックアップの為に、リチウムボタン電池を内蔵しております。本体を廃棄される場合はリチウムボタン電池を外して、当該地区の自治体条例などに従って廃棄してください。

12.4.

修理を依頼される前に
現象

確認内容

電源が入らない。

AC アダプタと電源コードは正しく接続されていますか？
コンセントには所定電圧が供給されていますか？
バッテリ動作のとき、バッテリは充電されていますか？

本体が熱くなる。

上に物が乗っていたりすぐ隣に物が置いてありませんか？

画面が全く表示されない。

電源スイッチは入っていますか？
時刻表示なしのスリープ画面になっていませんか？
画面をタッチすると基本画面に戻ります。

初期画面が正しく表示されない。
起動中に止まる。

エラーメッセージは出ていますか？
再起動しても現象が繰り返されますか？
→ 最寄りの弊社営業拠点までご連絡ください。

タッチパネルから入力できない。

入力位置とキーなどの表示位置がズレていませんか？
→ 最寄りの弊社営業拠点までご連絡ください。
タッチパネルの清掃モードになっていませんか？
→
メニュー キーまたは
ホーム／画面選択
清掃モードを終了します。

キーを押すと血圧測定を開始できない。

子機に無線機が接続されていますか？
電波アイコンが通信可能となっていますか？

設定値が保存されない。

変更 キーを押して、設定値を決定していますか？
設定しなおしても現象が再現しますか？
再現性がある場合は、バックアップ用ボタン電池の消耗が考えられます。
→ 最寄りの弊社営業拠点までご連絡ください。

クリック音が鳴らない。

「サウンド」設定画面の［クリック音］が「OFF」に設定されていませんか？

アラームランプはつくのにアラー
ム音が鳴らない。

「サウンド」設定画面の［アラーム音量］が「1」など小さめに設定されていませんか？

紙切れランプがつく。

プリント用紙は正しく装着されていますか？
→ 紙切れの場合は、指定用紙を装着してください。
プリンタ用紙カバーが開いていませんか？
→ 正しく閉め直してください10512.5.

エラーコード表

本機器で血圧測定に関するエラーが発生した場合、子機側で異常内容の確認をしてください。

エラーコードは、改善のため追加されることがあります。

本機器は、無線子機で測定条件や機器の異常を検出した場合、以下のメッセージとエラーコードを表示します。

血圧測定に関するエラー
メッセージ
エラーコード

内 容

確 認 事 項E00 カフの空気を抜い 初期圧力の異常を検出してください。
ました。

カフ内に空気が残っている可能性があります。カフ内の空気を抜いて、再度血圧測定を行ってください。
改善しない場合は直ちに使用を中止してください。

E08 システムエラー

血圧測定(BP)モジュールの機械部分の異常を検出しました。

電源を入れ直して再度血圧測定を行ってください。
改善しない場合は直ちに使用を中止してください。

E09 安全監視エラー

血圧測定(BP)モジュールが IEC 規格に準じた安全監視による異常を検出しました。

測定中に患者等の安全性を損う危険な状態を検出しました。
カフやカフホースに外部からの振動が加わったり、閉塞が発生す
ると誤って検出する可能性がありますので、患者等と測定環境を確認した後に、再度血圧測定を行い改善しない場合は直ちに使用を中止してください。

E11 カフホース点検
E15加圧ができません。

カフホースの接続を確認してください。改善しない場合は直ちに使用を中止してください。

E12 カフ＆カフホース 加圧が規定時間以内に終点検
わりません。

カフホースが外れているか、カフが腕に巻かれていない、またはカフの巻き方がゆるい可能性があります。改善しない場合は、カフまたはカフホースの裂け破れによる漏気が考えられます。漏れのないものと交換してください。

E13 カフ＆カフホース 加圧速度が速すぎます。
点検

カフホースが折れ曲がっているか、カフのサイズが合っていない
可能性があります。測定環境を確認した後に、再度血圧測定を行ってください。

E21 カフ＆カフホース 定排速度が遅すぎます。
点検

エアが正しく排気されていません。
カフホースが折れていないか確認してください。

E22 カフホース点検

排気速度が速すぎます。

測定途中に患者等の体動または、外部からの強い圧迫が加わった可能性があります。測定環境を確認した後に、再度血圧測定を行ってください。

E23 カフ点検

過加圧を検出しました。

測定中カフ圧が 300 mmHg（成人モード）または、150 mmHg
（新生児モード）を超えました。患者等の体動または、外部からカフに強い圧迫が加わった可能性があります。以上に注意して再測定してください。

E24 カフ＆カフホース 定排速度が遅すぎます。
点検

測定時間が 180 秒（成人モード）または、90 秒（新生児モード）を超えたため患者等の負担を考慮し測定を中断しました。カフ、
カフホースからの漏気により再測定を繰り返した可能性があり
ます。

106

メッセージ
エラーコード

内 容

確 認 事 項E42 カフ点検

加圧不足です。

加圧が不足していたため血圧測定できませんでした。
加圧時に体動または、外部からの振動によりカフ脈にノイズが混入しカフ設定圧の検出を誤った可能性または、血圧測定の間に患者等の血圧が大きく上昇した可能性があります。
カフにゆるみがないこと、厚手の服などの上から巻いていないこと、患者等が安静を保っていること、カフに外部より振動が加わらないことを確認して再測定してください。

E43 カフ点検脈が得られません。

カフより得られた脈振幅が小さすぎます。
患者等の循環状態が悪い可能性または、厚手の服の上にカフを巻いた可能性があります。患者等の状態を確認し、ゆるみのないよ
うにカフを巻き直して再測定してください。

E45 カフ点検E46 カフ点検

最低血圧が決定できません。カフが正しく装着されているか確認してください。
平均血圧が決定できません。患者等の体動、不整脈がないか確認しください。

E48 カフ点検

最高血圧が決定できません。

E61 カフ点検

脈拍数が決定できません。

E63 カフ点検

血圧値が不適当です。

10712.6.

定期点検

本機器を安全に正しくお使いいただくために、1 年ごとの定期点検を実施してください。定期点検の主な内容は以下の通りです。

電源投入前
項 目

内 容
落下等による変形、破損がないこと。
各部の汚れ、サビ、キズがないこと。

外観

パネル類の割れや剥がれがないこと。
濡れていないこと。
全てのラベルに汚れ・剥がれがなく判別可能であること。

操作部

スイッチやキー類の破損、ガタつきがないこと。

表示部

画面の汚れ、キズがないこと。

記録部

プリンタ用紙が指定品であること。
電源の接続が確実であること。
電源の破損がないこと。
（芯線の露出、断線など）

電源部

アース線の導通確認と破損がないこと。
本体のコネクタ類が挿入されていること。

電源投入後
項 目

内 容
けむりが出たり、変な臭いがないこと。

外観

異常な音がしないこと。
スイッチやキー類の動作に異常がないこと。

操作部

スタート／ストップ動作に異常がないこと。
液晶表示装置の極端なドット欠けがないこと。
血圧、脈拍、時刻表示部の数字欠けがないこと。

表示部

アラームランプが点灯すること。
アラーム音の音量が適正か確認すること。
エラーコードの表示が出ていないこと。（待機状態）

データ処理

測定値の表示を行い異常がないこと。
プリンタ用紙が正しく装着され、紙送り、紙切れが検出されること。

記録部

テスト印刷を行い、印字欠け等の異常がないこと。

動作部

各テストモードで動作の確認を行い、異常がないこと。

バッテリ（装着機種の場合のみ）

充分に充電されているか確認すること。
充電しても動作時間が極端に短くなった場合、バッテリユニットの交換が必要です。

バックアップ機能

12.7.

日付時刻が正しいこと。
設定値の内容が保持されていること。

業者による保守点検

本機器を安全に正しくお使いいただくために、定期的な保守点検を実施してください。
（1 年ごとの保守点検を推奨します。）なお、保守点検については販売店または、弊社 ME 機器相談センターへお問い合わせください。

10812.8.

初期設定（工場出荷設定）

タイトル

タブ

設定項目

｢ホーム｣画面－－｢ホーム 2｣画面

インターバル設定

－

－

間隔
上限
下限

OFF
OFF
OFF

上限
下限
上限
下限
上限
下限
上限
下限
上限
下限
上限
下限

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

SYS
クイックセット

監視値

SpO2
PR/HR
SYS
DIA

監視値
MAP

NIBP

PR／HR

180 mmHg

加圧値

加圧値

測定

REPUTE 測定

監視値
ECG
掃引／感度

初期値（成人）

OFF

掃引速度

ECG

OFF
OFF
25.0

感度

ECG

ｘ1

上限
下限

PR／HR

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

Resp

監視値

RR

Temp

監視値

Temp

上限
下限
上限
下限
上限
下限
上限
下限

RPP

監視値

RPP

上限

OFF

SI

監視値

SI

上限

OFF

表示

ショートトレンド

SpO2
SpO2

監視値
PR／HR

波形

掃引／感度
PR／HR 指定

機能
印刷

掃引速度

ECG

25.0

感度

ECG

ｘ1

PR 表示指定

AUTO

心拍同期 LED

ON

自動印字

OFF

アラーム印字

OFF

－

日時

サウンド
システム

輝度

OFF

－

アラーム

3

クリック

3

PR／HR 同期

3

測定終了

3

AC 電源

5

バッテリ

2

オートセンサ

3

109

タイトル

タブ

システム

カスタマイズキー

リスト

トレンド

設定項目
カスタマイズキー1

クイックセット

カスタマイズキー2

トレンド

カスタマイズキー3

リスト

リスト間隔

－

表示時間

－

表示パラメータ－

システムモード
設定項目

初期値（成人）

初期値

ステーションアドレス

100

チャンネル

3001

子機 1 ステーションアドレス

01

子機 2～6 ステーションアドレス

OFF

リピータ ID 1～3

OFF

プロトコル

04

血圧値表示有効時間

5 MIN

アラーム時リスト格納

ON

監視値表示

ON

起動音

ON

時刻合わせお知らせ

ON

110

OFF
1 時間
NIBP
HR
SpO2
Temp

13. アクセサリ／オプションリスト
電源関連
品 名

販 売 型 式名AC アダプタ

AX-TB246

AC アダプタ用電源コード

AX-KO1108

バッテリユニット

TM2590-12

定期交換品
品 名

販 売 型 式名
AX-PP132-S

プリンタ用紙（5 巻入り）

その他
品 名

販 売 型 式名
TM-ST100B

架台

14. アフタ－サービス・保証
本製品、構成品およびオプション品は日本国内での使用を目的とし、保証は日本国内のみ有効といたします。

14.1.

保証期間

取扱説明書、ラベルの注意事項にしたがった正常な使用状態で、保証期間は下記のとおりです。
本体 .................................................................................................... ご購入より 12 ヶ月

14.2.

免責事項

下記の記載内容については、当社では責任を負いかねますのでご了承ください。
当社、または当社が指定した業者以外による保守および修理に基づく故障・損傷。
この取扱説明書に記載されている安全上の注意や操作方法を守らなかった結果による故障・損傷。
この取扱説明書に記載されている電源、設置、保管環境など製品の使用条件を逸脱した周囲条件による故障・損傷。
適切な保守点検を怠っての使用による故障・損傷。
本体以外の構成品、消耗品の故障、交換。
当社が納入した製品以外の他社製品が原因で当社製品が受けた故障・損傷。
製品を改造あるいは、不当な修理をされた結果に基づく故障・損傷。
転倒、操作上のミスなど使用者の責任とみなされるもの。
火災、地震、水害、落雷など天災による故障・損傷。

14.3.

製品に関するご質問・ご相談窓口

弊社 ME 機器相談センターにお申し付けください。

111

15. 付録
15.1.

付録1: バンド3の周波数チャンネルとゾーン一覧表

ＺＯＮＥ－１
茶ＺＯＮＥ－２赤ＺＯＮＥ－３橙ＺＯＮＥ－４
黄ＺＯＮＥ－５緑

ＺＯＮＥ－６
青ＮＡ
灰CH3001429.2500

CH3002429.2625

CH3003429.2750

CH3004429.2875

CH3009429.3500

CH3015429.4250

CH3021429.5000

CH3005429.3000

CH3006429.3125

CH3007429.3250

CH3008429.3375

CH3014429.4125

CH3022429.5125

CH3029429.6000

CH3010429.3625

CH3011429.3750

CH3012429.3875

CH3013429.4000

CH3020429.4875

CH3028429.5875

CH3030429.6125

CH3016429.4375

CH3017429.4500

CH3018429.4625

CH3019429.4750

CH3027429.5750

CH3031429.6250

CH3032429.6375

CH3023429.5250

CH3024429.5375

CH3025429.5500

CH3026429.5625

CH3039429.7250

CH3033429.6500

CH3034429.6625

CH3037429.7000

CH3038429.7125

CH3035429.6750

CH3036429.6875

下段の数値は、周波数（単位：MHz）

15.2.

付録2: bed番号一覧表

1 1A 1B 1C 1D 1E 1F
2A 2B 2C 2D 2E 2F

112

CH3040429.7375

15.3.

付録3: 指針および製造業者の宣言

15.3.1.

設置および仕様

医用電気機器および医用電気システムに適用される要求事項を記載します。

15.3.2.

電磁両立（EMD）に関する仕様

本機器の使用時は、電磁両立性（EMD）について特に注意する必要があります。本書に記載されている EMD に関する注意事項に従って据付および操作を行ってください。医用電気機器は、携帯電話や移動形の高周波（RF）
通信機器などの影響を受ける恐れがあります。
本機器は、下記の電磁環境での使用を意図しています。本機器は必ず下表に示す適切な環境下でご使用ください。

EMD 標準に準拠するアクセサリ
アクセサリおよびセンサ等は、弊社から供給された構成品または、｢13. アクセサリ/オプションリスト｣に記載されている指定品をご使用ください。

アクセサリおよびセンサ等は弊社指定品を使用すること。指定品以外のアクセサリを使用すると電磁放射波(エミッション)が増加し、妨害に対するイミュニティを低下させます。

ＲＦエミッション（電磁放射）
エミッション試験

適合性

電磁環境

電源端子妨害電圧
CISPR 11:2009+AMD1:2010

本機器は、内部機能のためにだけ RF エネルギ－を使用していますが、グループ 1
その RF エミッションは非常に低く、近くの電子機器中に何らかの干クラス B渉を生じさせる可能性は低いです。

電磁放射妨害CISPR 11:2009+AMD1:2010

グループ 1
クラス B

高調波電流エミッション
IEC61000-3-2:2005+AMD1:2008+AMD2:2009

本機器は、下記を含む全ての施設での使用に適しています。
非適用

家庭施設、および家庭目的に使用される建物に電力を供給する公共の低電圧用の配電網に直接接続された施設です。

電圧変化、電圧変動およびフリッカ
エミッション
非適用
IEC61000-3-3:2013113

電磁イミュニティ
試験項目・試験規格

許容値（レベル）電磁環境

静電気イミュニティ
JIS C 61000-4-2:2012

レベル 4

床板は、木材、コンクリートまたは、陶性タイルであることが望ましいです。床板が合成物質で覆われている場合、相対湿度は、少なくても 30％であることが望ましいです。

電気的ファストトランジェントバースト
イミュニティ
JIS C 61000-4-4:2015

レベル 3
繰り返し周波数
100 kHz

電源電力品質は、典型的な商用または、病院環境のものであることが望ましいです。

サージイミュニティ
JIS C 61000-4-5:2009

レベル 3

電源電力品質は、典型的な商用または、病院環境のものであることが望ましいです。

電圧ディップ、短時間停電および電圧変動
JIS C 61000-4-11:2008

クラス 2

電源電力品質は、典型的な商用または、病院環境のものであることが望ましいです。本機器の使用者が、停電時の連続操作を要求した場合、本機器の電源は、無停電電源装置または、電池を使用することが推奨されます。

電源周波数磁界イミュニティ
JIS C 61000-4-8:2016

レベル 4

RF 電磁界によって誘発する伝導妨害
イミュニティ
JIS C 61000-4-6:2017

表 1 参照放射 RF 電磁妨害イミュニティ
JIS C 61000-4-3:2012

電源周波数に於ける磁界は、一般的な商用または、病院環境の一般的な使用場所における周波数レベルであることが望ましいです。
無線通信機器は、本機に対して推奨分離距離よりも近づけて使用しないことが望まれます。
携帯形および移動形の RF 通信機器は、本機に対表 1、2 参照

して推奨分離距離よりも近づけて使用しないことが望まれます。

表1
現象
放射 RF 電磁妨害イミュニティ

RF 電磁界によって誘発する伝導妨害イミュニティ

イミュニティ試験レベル
10 V/m80 MHz – 2700 MHz の範囲で 1%ステップ
1kHz 正弦波による 80%振幅変調
3 Vrms0.15 MHz – 80 MHz の範囲で 1%ステップ
1kHz 正弦波による 80%振幅変調
6 Vrms
ISM 帯域およびアマチュア無線帯域
1kHz 正弦波による 80%振幅変調

114

表2
IEC60601-1-2
試験レベル

イミュニティ
試験

適合レベル

電磁環境
携帯形および移動形 RF 通信機器は、ケーブルを含む本機器のどの部分に対しても、送信機の周波数に適用される式から計算された推奨分離距離より離れた所で使用することが望ましいです。

伝導 RF
3 Vrms
IEC61000-4～
150 kHz ～ 80 MHz
6

3 Vrms

推奨分離距離 d = 1.2

放射 RF
IEC61000-4-3

3 V/m

推奨分離距離 d = 1.2
推奨分離距離 d = 2.3

3 V/m
80 MHz ～ 2.5 GHz

80 MHz～800 MHz
800 MHz～ 2.5 GHz

P は、送信機製造業者が指定した送信機の最大出力定格で、単位はワット（Ｗ）です。推奨分離距離 d の単位はメートル（ｍ）です。固定のＲＦ送信機からの電磁界強度は、電磁気の現地調査 a によって決定されますが、これは各周波数範囲b において適合レベル未満であることが望ましいです。
下記の記号でマークされた機器の近くでは、妨害が発生する恐れがあります。
備考 1 80 MHz および 800 MHz においては、より高い周波数範囲を適用します。
備考 2 これらの指針は、全ての状況にあてはまるとは限りません。電磁気の伝搬は、構造、物体および人体による吸収や反射によって影響されます。
a: 固定送信機、例えば無線（携帯／コードレス）電話基地局および陸上移動無線、アマチュア無線、ＡＭ
およびＦＭラジオ放送並びに TV 放送からの電磁界強度は、理論上、正確には予想できません。固定されたＲＦ送信機に起因する電磁環境を評価するために、電磁気の現地調査の実施を検討することが望ましいです。本機器が使用される場所の測定電磁界強度が、適用されるＲＦ適合性上記のレベルを超過する
場合、本機器が正常通常動作するか検証することが望ましいです。性能に異常が見つかった場合は、追加の手段、例えば、本機器の向きまたは、配置場所を変えるなど対処が必要になります。

b: 周波数範囲 150 kHz ～ 80 MHz では、電磁界強度は、3 V/m 未満であることが望ましいです。

携帯形および移動形のＲＦ通信機器からの推奨分離距離
本機器は、放射ＲＦ妨害が制御される電磁環境内での使用が意図されています。顧客または、本機器の使用者は携帯形および移動形のＲＦ通信機器（送信機）を、その機器の最大出力電力に応じて以下に示す最低隔離距離だけ、本機器から離して使用することにより、電磁干渉の防止を支援できます。
送信機の周波数による分離距離（ｍ）
送信機の定格最大出力（Ｗ）

150 kHz～ 80 MHz
推奨分離距離 d = 1.2

80 MHz～800 MHz
推奨分離距離 d = 1.2

800 MHz～ 2.5 GHz
推奨分離距離 d = 2.3

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

上記に列記されていない最大出力定格の送信機の推奨分離距離 d は、送信機の周波数に適用される式を使用してメートル（ｍ）単位で決定します。P は、送信機製造業者が指定した送信機の最大出力定格で、単位はワット（Ｗ）。推奨分離距離 d の単位はメートル（ｍ）。
備考 1 80 MHz および 800 MHz においては、より高い周波数範囲を適用します。
備考 2 これらの指針は、全ての状況にあてはまるとは限りません。電磁気の伝搬は、構造、物体および人体による吸収や反射によって影響されます。

115

15.4.

付録4: RPT（レピュート）機能

レピュートは、REaltime PUlse TriggEr（REPUTE）の略称で、ECG または、SpO2 測定により心拍数／脈拍数を連続で測定している場合に、前回の血圧測定時の脈拍数値に比べ大きく変動している場合、自動的に血圧測定を開始する機能です。この機能は以下の条件で働きます。

レピュート機能は以下の条件で機能し、自動的に血圧測定を行います。
インターバル測定時間が 5 分以上の場合。
前回の血圧測定から 2 分以上経過している場合。
設定モードの RPT モニタを ON にしている場合。
心拍／脈拍数の変動が一定の割合以上で下降傾向が 5 秒連続で継続した場合。ただし、前回の血圧測定時の最高血圧が 100 mmHg 以下の被検者に限定します。
心拍／脈拍数の変動が一定の割合以上で上昇傾向が 5 秒連続で継続した場合。
ECG または SpO2 により、心拍数(ECG)／脈拍数(SpO2) を連続で測定している場合。

レピュート機能の表示と印字
レピュート機能により血圧測定が行われているとき、「ホーム」画面の「RPT」マークが点滅表示します。
血圧測定が終了すると、リスト表示の日付、時刻を反転表示します。
子機接続時は、血圧測定が終了すると、リスト表示の日付、時刻を反転表示し、測定時刻の横に「R」マークが印字されます。
｢7.18.1. 「リスト」画面 [リスト]｣、および、｢10.4. リスト印刷｣を参照してください。

116メディカル機器に関するご質問･ご相談窓口
故障､別売品･消耗品に関してのご質問･ご相談も､この電話で承ります。
修理のご依頼､別売品･消耗品のお求めは､お買い求め先へご相談ください。

ＭＥ機器相談センター
電話0120-707-188

通話料無料

受付時間:９:００～１２:００､１３:００～１７:００､月曜日～金曜日（祝日､弊社休業日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させて頂くことがありますのでご了承ください。

修理品の発送先株式会社エー・アンド・デイ ＦＥ部〒507-0054 岐阜県 多治見市 宝町９－１９
TEL. 0572-21-6644

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋３－２３－１４
ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

製造販売業者 株式会社エー・アンド・デイ〒364-8585 埼玉県北本市朝日１－２４３※ 電話のかけまちがいにご注意ください。番号をよくお確
かめの上、おかけくださるようお願いします。