利用例
使用できる測定法
試験セットを使用しない特殊測光作業の通常の利用例を記載します。分析仕様は、このセクションの最後の部分、「分析的操作」に記載されています。ここには、補助薬および試薬についての詳細な情報が記載されています。各用途について、使用方法は、カラム 1 の測定法番号を使用して手動で選択します。測定法の選択方法の説明は、光度計の機能説明の「測定法の手動選択」のセクションに記載されています。
測定項目

パラメータ

全測定範囲

測定方法

2518

ADMI

2.0～100.0

固有色

2517

ADMI

10～500

固有色

2522

アンモニア、遊離（0.010～0.500mg/l NH4-N）

アンモニウムとして（試験 14752 による）

2521

アンモニア、遊離（0.03～1.50 mg/l NH4-N）

アンモニウムとして（試験 14752 による）

2520

アンモニア、遊離（0.05～3.00 mg/l NH4-N）

アンモニウムとして（試験 14752 による）

2523

アンモニア、遊離（0.6～20.6 mg/l NH4-N）

アンモニウムとして（試験 14544 による）

130

上下水道のアンチモン

0.10～8.00mg/l Sb

ブリリアントグリーン

195

水道および飲用水の臭素酸塩

0.003～0.120 mg/l BrO3

3,3’’-ジメチルナフチジン水

2525

二酸化炭素

（0.4～8.00mg/l OH）

指示薬反応（試験 01758 による）

2509

クロロフィル-a（DIN）、10mm

測定値、単位: μg/l Chl-a

固有色

2510

クロロフィル-a（DIN）、20 mm

測定値、単位: μg/l Chl-a

固有色

2511

クロロフィル-a（DIN）、50 mm

測定値、単位: μg/l Chl-a

固有色

2504

クロロフィル-a（ASTM）、10mm

結果として mg/m3 Chl-a

固有色

2505

クロロフィル-a（ASTM）、20 mm

結果として mg/m3 Chl-a

固有色

2506

クロロフィル-a（ASTM）、50 mm

結果として mg/m3 Chl-a

固有色

2507

クロロフィル-a、-b、-c（ASTM）、10mm、結果として mg/m3 Chl-a、-b、-c

固有色

2508

クロロフィル-a、-b、-c（ASTM）、50mm、結果として mg/m3 Chl-a、-b、-c

固有色

020

電気めっき槽のクロム

4.0～400 g/l CrO3

固有色

015

色 α（436）（色 436）（分光吸収係数）

0,1～250m-1

436 nm で測定

061

色 α（525）（色 525）（分光吸収係数）

0,1～250m-1

525 nm で測定

078

色 α（620）（色 620）（分光吸収係数）

0,1～250m-1

620 nm で測定

303

色（410）（CU410）（EN 7887）

2～2500mg/l Pt

410 nm で測定

032

色度（CU340）*

0.2～500 CU

プラチナ-コバルト-標準測定法、340 nm で測定

179

色度（CU445）*

1～1000 CU

プラチナ-コバルト-標準測定法、445 nm で測定

180

色度（CU455）*

1～1000 CU

プラチナ-コバルト-標準測定法、455 nm で測定

181

色（CU465）*

1～1000 CU

プラチナ-コバルト-標準測定法、465 nm で測定

083

電気めっき槽の銅2.0～80.0 g/l Cu

固有色

033

ヨウ素色番号（IodFa）

0.010～3.00 IFZ

340 nm で測定

021

ヨウ素色番号（IodFa）

0.2～50.0 IFZ

445 nm で測定

135

上下水道の水銀

0.025～1.000mg/l Hg

Michler のケトン

057

ニッケル浴

2.0～120 g/l Ni

固有色

2503

硝酸

0.0～7.0 mg/l NO3-N

紫外線範囲で直接測定

133

上下水道のパラジウム

0.05～1.25mg/l Pd

Thio-Michler のケトン

134

上下水道のプラチナ0.10～1.25 mg/l Pt

o-フェニレンジアミン

300

分光吸収係数（254）

0,5～250m-1

254 nm で測定

301

分光減衰係数 µ（254）*

0,5～250m-1

254 nm で測定

302

分光吸収係数（436）

0,5～250m-1

436 nm で測定

182

懸濁物質

25～750mg/l 懸濁物質

820 nm で測定

077

濁度（T550）

1～100 FAU

550 nm で測定* Turbidity correction（濁度補正）の可能性

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例

・ ADMI 色測定

アナログ、APHA 2120F まで（ADMI 等間隔波長分光光度法）
測定範囲：
注：

10～50010mm セル

手法番号 2517

2.0～100.050mm セル

手法番号 2518

測定は、蒸留水で調製し、ブランクに対応する角セルに入れて実行します（プロセス分析用水、カテゴリー番号 01051 を推奨）。
元の pH での測定：

調製：

1. 試料を濾過します。

2. 溶液を、対応する各セル 3. 各セルをセルコンパートに移します。
メントにセットし、測定しま
す。
手法番号 2517 または2518 を選択します。

pH 7.0 での測定値：

2. 試料の pH が pH 7.0 で 3. 溶液を、対応する各セル
あるかチェックします。
に移します。
必要な場合、水酸化ナトリ
ウム水溶液または硫酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

4. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、測定しま
す。
手法番号 2517 または2518 を選択します。

注：

品質保証：

この方法は、ユーザーが再校正できます（1 点校正）。この方法
は、Blank Zero（ブランクゼロ）キーを押すと有効になり、結果としてメニューでコントロールできます（詳細については、アプリケーシ
ョンを参照）。

測定システム（測定装置および取り扱い）の点検のため、使用準備が完了したプラチナ-コバルト色基準液（Hazen 500）CertiPUR®
（CAT 番号 00246、メルク社）（濃度 500mg/l Pt）を適宜希釈して使用できます。

シリアル測定の場合、測定前にその都度ゼロ設定を行うことで測定精度を高めることができます。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例
測定範囲：

・ アンモニア、遊離（アンモニウムとして）
0.05～3.00mg/l NH 4 -N 相当

例*：0.01～0.56 mg/l NH 3

10mm

手法番号 2520

0.03～1.50 mg/l NH 4 -N 相当

例*：0.01～0.28 mg/l NH 3

20 mm

手法番号 2521

0.010～0.500 mg/l NH 4 -N 相当

例*：0.002～0.093 mg/l NH 3

50 mm

手法番号 2522* NH 3 または NH 3 -N の測定範囲は、pH 値と温度により変化します。
例の測定範囲は、pH 8.5 と 25°C でのものです。

1. 試料の pH をチェックし、 2. 溶液の温度をチェック
記録してください。
し、記録してください。

3. ピペットで 5.0ml の試料を試験管に取ります。
必要な場合、試料に水酸化ナトリウム水溶液または硫酸を 1 滴ずつ加えて pH を調整し、適切な温度にしてください。

4. ピペットで 0.60ml のNH 4 -1（アンモニウム試験から、CAT 番号 250426 ま
たは 252081）を加えて、撹
拌してください。

6. よく振って、固体物を溶かします。

7. 反応時間：5 分間

8. ピペットで 4 滴の NH 4 -3 9. 反応時間：5 分間（アンモニウム試験から、
CAT 番号 250426 または252081）を加えて、撹拌してください。

10. 溶液を、対応する各セルに移します。

11. 手法番号 2520、
2521、または 2518 を選択します。
元の試料の pH と温度を入力します。

12. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定しま
す。

13.

15.

14.

重要：
試料のアンモニア濃度が非常に高いと、溶液が青緑色になり（測定液は黄緑色から緑色になります）、偽性の低値を示します。このような場合は、試料を希釈する必要があります（妥当性チェック）。
50mm セルで測定する場合は、試料と試薬の量をそれぞれ 2 倍にする必要があります。あるいは、セミミクロセルを使用することができます。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

5. 青のミクロスプーンで 1回分の試薬 NH 4 -2（アンモニウム試験から、CAT 番号250426 または 252081）を
加えます。

利用例

・ アンモニア、遊離（アンモニウムとして）

測定範囲：

0.5～16.0mg/l NH 4 -N または 0.6～20.6mg/l NH 4 に相当
NH3 または NH 3 -N の測定範囲は、pH 値と温度により変化します。
例：0.09～3.00mg/l NH 3 、pH 8.5、25°C。

1. 試料の pH をチェックし、 2. 溶液の温度をチェック
記録してください。
し、記録してください。

6. 反応時間：15 分間

7. 手法番号 2523 を選択します。
元の試料の pH と温度を入力します。

3. ピペットで 0.50ml の試料を反応セルに取り（ピペット試験、CAT 番号250329）、ねじぶたで閉じて攪拌します。

4. 青の計量キャップを使用 5. セルをよく振とうして、固して 1 回分の試薬 NH 4 -1K 体物を溶かします。
（アンモニウム試験より、
CAT 番号 250329）を加えて、ねじぶたでセルを閉じます。

8. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、測定しま
す。セルのマークを光度計のマークに合わせます。

9.

10.

11.

重要：

品質保証：

試料のアンモニア濃度が非常に高いと、溶液が青緑色になり（測定液は黄緑色から緑色になります）、偽性の低値を示します。このような場合は、試料を希釈する必要があります（妥当性チェック）。

測定システム（試薬、測定装置、および取り扱い）の点検のため、
CAT 番号 250483 の CombiCheck 20 の使用を推奨します。
また、CAT 番号 250461 の、使用準備が完了したアンモニウム標
準液（濃度 1000mg/l MH +4 ）を適切な濃度に希釈して使用することもできます。
試料による影響を確認するため、添加液（例：CombiCheck 20 中）の使用を強く推奨します。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 上下水道のアンチモン
測定範囲：

0.10～8.00mg/l Sb

10mm セル

1. ピペットで試料 4.0 ml を 2. 約 1.5 g の塩化アンモ
丸セル（空のセル、CAT 番 ニウム六水和物を加えて、
号 250621）に取ります。
ねじぶたでセルを閉じます。

6. 反応時間：3 分間

7. 試薬 2 を 2 滴加え、ね
じぶたでセルを閉じて攪拌します。

11.セルを 30 秒間よく振り
12. 試験管から上澄液をピます。
ペットで吸引します。
上澄液が分離するまで放置します。

3. セルをよく振とうして、固体物を溶かします。

4. ピペットで 1.0ml のリン酸 85 % GR を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。

5. 試薬 1 を 2 滴加え、ね
じぶたでセルを閉じて攪拌します。

8. 反応時間：2 分間

9. 試薬 3 を 2 滴加え、ね
じぶたでセルを閉じて攪拌します。

10. ピペットで 5.0ml のトル
エン GR を加え、ねじぶた
でセルを閉じます。

13. 溶液をセルに移します。

14. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定します。
メニューで［Antimony］手法（手法番号 130）を選択し
ます。

注：

重要：

この準備にはねじぶた付きの空のセル（CAT 番号 250621）の使用を推奨します。これらのセルはねじぶたで密封できるため、危険なしに試料を攪拌できます。。

ba75728exx

使用する試薬 1、2、および 3 の正確な組成と調製は、対応する利用例に記載されています。また、使用する手法の詳細な内容もここに記載されています。この用途は、要求に応じて用意されますが、
http://photometry.merck.de から直接ダウンロードもできます。。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 水道および飲用水の臭素酸塩
測定範囲：0.003～0.120 mg/l BrO 3

50mm セル

測定は、ブランク溶液を蒸留水と試薬で調製し、50mm の角セルに入れて、550 nm で実行します。

1. 試料を濾過します。

2. 200ml の試料液をビーカ 3. 少量の蒸留水を使って、 4. 測容フラスコの標線まで 5. ピペットで 10ml の前処ーに取り、ほぼ乾燥するま 残留物を 20ml の測容ガラ 蒸留水を加えて、よく攪拌し 理試料を試験管に取りまで蒸発させます。
ス器具に移します。
ます：前処理試料す。

6. ピペットで 0.10ml の試
薬 1 を加えて攪拌します。

7. ピペットで 0.20 ml の試薬 2 を加えて攪拌します。

8. ピペットで 0.20ml の過塩素酸 70–72 % を加えて攪拌します。

9. 反応時間：30 分間

10. 溶液をセルに移します。

11. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定します。
メニューで［Bromate］手法（手法番号 195）を選択します。

重要：
使用する試薬 1、2、および 2 の正確な組成と調製は、対応する利用例に記載されています。また、使用する手法の詳細な内容もここに記載されています。この利用例は、要求に応じて用意されますが、http://photometry.merck.de から直接ダウンロードもできます。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例
測定範囲：

・ 二酸化炭素0.40～8.00mg/l OH 相当
CO 2 の測定範囲は、pH 値と温度により変化します。
例：14～275mg/l CO 2 、pH 6.5、18.6°C。

1. 試料の pH をチェックし、 2. 溶液の温度をチェック
記録してください。
し、記録してください。

6. 手法番号 2525 を選択します。
元の試料の pH と温度を入力します。

3. 4.0ml の AC-1 試薬（酸性容量試験から、CAT 番
号 252087）を取り、丸セルに入れます。

4. ピペットで 1.0 ml の試料を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。

5. ピペットで 0.50ml の試
薬 AC-2（酸性容量試験か
ら、CAT 番号 252087）を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。

7. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、測定しま
す。セルのマークを光度計のマークに合わせます。

品質保証：
測定システム（試薬、測定装置、およびハンドリング）を点検するため、水酸化ナトリウム溶液 0.1mol/l を相応に希釈して使用できます（「標準液」のセクションを参照）。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例・ クロロフィル

DIN38412 法に類似したクロロフィル-a およびフェオフィチン-a の定量法
1/2 ページ
測定範囲：

注：

元の試料の抽出率によって異なります

10mm セル

手法番号 2509

μg/l 単位、Chl-a またはフェオフィチン

20mm セル

手法番号 2510

50mm セル

手法番号 2511

測定は、対応する角セルで、エタノールから生成したブランク（w = 90 %）に対して実施します。

1. 試料 0.5～2L を十分に均質化します。試料の体積を記録します。

2. 試料を適切なフィルター（例:グラスファイバーフィル
ター）に通して濾過します。

3. いったん取り付けたフィルターを折り畳み、小さく引
き裂きます。

4. フィルターの断片を抽出容器（例：100ml のアンバ
ー色ガラスびん）に入れてください。

5. 約 30ml の沸騰したエタ
ノール（w = 90%）を加えて、温度が室温に下がるのを待ちます。

6. ホモジナイザーのフィル 7. 抽出が終わるまで 6～ターを取り外します。少量の 24 時間おいてください。
エタノールで洗い流します。

8. 抽出物に光を当てないように保護しながら、ペーパーフィルター（Blauband）を通して濾過し、フラスコ（DIN38412 用、100ml）に入れてください。フィルターを少量のエタノールで洗い流します。

9. フラスコの内容物にエタ
ノールを加えてマークまで増量します。引き続き光に当てないように保護してください。

10. 溶液を、対応する各セルに移します。

11. 手法番号 2509、2510、または 2511 を選択します。
元の試料と抽出物（フラスコ）の体積を入力します。

13.

ba75728exx

12. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定しま
す。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例・ クロロフィル

DIN38412 法に類似したクロロフィル-a およびフェオフィチン-a の定量法
2/2 ページ

差（クロロフィル a - フェオフィチン a）:

1. クロロフィル a 成分の分 2. 溶液を、対応する各セル 3.
別とフェオフィチン a 成分の に移します。
測定のため、抽出物の一部を塩酸（抽出物 100ml あた
り 0.3ml）で酸性化して分析してください。

6.

ba75728exx

4. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、再度測定
します。

7.

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

5.

利用例

・ クロロフィル

ASTM D3731-87 に類似したクロロフィル-a およびフェオフィチン-a の定量法
1/2 ページ
測定範囲：

元の試料の抽出率によって異なります
クロロフィル-a注：またはフェオフィチン a、単位:mg/m3

10mm セル

手法番号 2504

20mm セル

手法番号 2505

50mm セル

手法番号 2506

測定は、対応する角セルで、抽出した液体から生成したブランクに対して実施します。

1. 試料を十分均質化してください。試料の体積を記録します。

2. 試料を適切なフィルター（例:グラスファイバーフィル
ター）に通して濾過します。

3. いったん取り付けたフィルターを折り畳み、小さく引
き裂きます。

4. フィルターの断片を抽出 5. 抽出した液体 2～3ml を容器（光から保護する）に入 加えてください。
れてください。

6. ホモジナイザーのフィル
ターを取り外します。

7. 抽出液を 10ml まで増量してください。

8. 抽出が終わるまで+4°C
で少なくとも 2 時間おいてください。

9. 光から防護しながら抽出物を適切なフィルターで濾過します。

11. 手法番号 2504、
2505、または 2506 を選択します。
元の試料と抽出物（フラスコ）の体積を入力します（ここでは 10ml）。

12. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定しま
す。

13.

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

10. 溶液を、対応する各セルに移します。

利用例

・ クロロフィル

ASTM D3731-87 に類似したクロロフィル-a およびフェオフィチン-a の定量法
2/2 ページ

差（クロロフィル a - フェオフィチン a）:

1. クロロフィル a 成分の分 2. 溶液を、対応する各セル 3.
別とフェオフィチン a 成分の に移します。
測定のため、抽出物の一部を濃度 0.1mol/l の塩酸（抽出物 5ml あたり 0.15ml）で酸性化して分析してください。

6.

ba75728exx

4. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、再度測定
します。

7.

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

5.

利用例 ・ クロロフィル-a、-b、-c
ASTM D3731-87 に類似の三原色法
測定範囲：

元の試料の抽出率によって異なります

10mm セル

手法番号 2507

クロロフィル-a、-b、-c、単位:mg/m3

50mm セル

手法番号 2508

測定は、対応する角セルで、抽出した液体から生成したブランクに対して実施します。

1. 試料を十分均質化してください。試料の体積を記録します。

2. 試料を適切なフィルター（例:グラスファイバーフィル
ター）に通して濾過します。

3. いったん取り付けたフィルターを折り畳み、小さく引
き裂きます。

4. フィルターの断片を抽出 5. 抽出した液体 2～3ml を容器（光から保護する）に入 加えてください。
れてください。

6. ホモジナイザーのフィル
ターを取り外します。

7. 抽出液を 10ml まで増量してください。

8. 抽出が終わるまで+4°C
で少なくとも 2 時間おいてください。

9. 光から防護しながら抽出物を適切なフィルターで濾過します。

10. 溶液を、対応する各セルに移します。

11. 手法番号 2507 または2508 を選択します。
元の試料と抽出物（フラスコ）の体積を入力します（ここでは 10ml）。

12. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定しま
す。

13.

14.

15.

16.

17.

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 電気めっき槽のクロム
固有色
測定範囲：

20～400 g/l CrO 3

10mm セル

10～200 g/l CrO 3

20mm セル

4.0～80.0 g/l CrO 3

50mm セル

1. ピペットで 5.0ml の試料を 100ml 容量フラスコに取り、標線まで蒸留水を満たして、よく攪拌します。

2. ピペットで 4.0ml の希釈
試料を 100ml 容量フラスコに取り、標線まで蒸留水を満たして、よく攪拌します。

3. ピペットで 5.0ml の希釈
試料（1:500）を空の丸セル（空セル）に取ります。

4. 5.0ml の硫酸 40%を加5. 溶液を、対応する各セル
え、ねじぶたでセルを閉じて に移します。
攪拌します。

6. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、測定しま
す。メニューで［Cu-bath］
手法（手法番号 20）を選択します。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 色（分光吸収係数）
EN ISO 7887 に準拠
測定範囲：

1～250m-1

436 nm10mm セル

手法番号 015a（436）0,3～125,0 m-1

436 nm20mm セル

手法番号 015a（436）0.1～50.0 m-1

436 nm50mm セル

手法番号 015a（436）

1～250 m-1

525 nm10mm セル

手法番号 061a（525）0,3～125,0 m-1

525 nm20mm セル

手法番号 061a（525）

0.1～50.0 m-1

525 nm50mm セル

手法番号 061a（525）

1～250 m-1

620 nm10mm セル

手法番号 078a（620）

0.3～125,0 m-1

620 nm20mm セル

手法番号 078a（620）

0.1～50.0 m-1

620 nm50mm セル

手法番号 078a（620）

1. 孔径 0.45 µm のメンブ
レンフィルターで試料液を濾過します。

2. 溶液を、対応する各セル 3. セルをセルコンパートメに移します。
ントに置き、手法番号 15、61、または 78 を選択します。

注：
濾過された試料 = 本当の色。
濾過されていない試料 = 見かけ上の色。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 色（本当の色 - 410 nm）
EN ISO 7887 に準拠
測定範囲：

10～2500mg/l Pt

10～2500mg/l Pt/Co

10～2500 CU

10mm セル

5～1250 mg/l Pt

5～1250 mg/l Pt/Co

5～1250 CU

20mm セル2～500 mg/l Pt

2～500 mg/l Pt/Co

2～500 CU

50mm セル1. 孔径 0.45 µm のメンブ
レンフィルターで試料液を濾過します。

ba75728exx

2. 溶液を、対応する各セル 3. セルをセルコンパートメに移します。
ントに置き、手法番号 303
を選択します。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 色度（プラチナ-コバルト標準法）
APHA 2120B、DIN EN ISO 6271-2、Water Research Vol. 30, No. 11, 2771-2775, 1996 に準拠
測定範囲：

1～500mg/l Pt/Co

1～500mg/l Pt

1～500 色度

1～500 CU

340 nm10mm セル

1～250 mg/l Pt/Co

1～250 mg/l Pt

1～250 色度

1～250 CU

340 nm20mm セル

0.2～100.0 mg/l Pt/Co

0.2～100.0 mg/l Pt

0.2～100.0 色度

0.2～100.0 CU

340 nm50mm セル1. 孔径 0.45 µm のメンブ
レンフィルターで試料液を濾過します。

2. 溶液を、対応する各セル 3. セルをセルコンパートメに移します。
ントに置き、手法番号 32 を選択します。

注：
濾過された試料 = 本当の色。
濾過されていない試料 = 見かけ上の色。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 色度（プラチナ-コバルト標準法）
APHA 2120B、DIN 53409、Water Research Vol. 30, No. 11, 2771-2775, 1996 に準拠
測定範囲： 1～1000mg/l Pt/Co 1～1000mg/l Pt 1～1000 色度

1～1000 CU

445 nm50mm セル

手法番号 179

1～1000mg/l Pt/Co 1～1000mg/l Pt 1～1000 色度

1～1000 CU

455 nm50mm セル

手法番号 180

1～1000mg/l Pt/Co 1～1000mg/l Pt 1～1000 色度

1～1000 CU

465 nm50mm セル

手法番号 181

1. 孔径 0.45 µm のメンブ
レンフィルターで試料液を濾過します。

2. 溶液をセルに移します。

3. セルをセルコンパートメ
ントに置き、手法番号 179、
180、または 181 を選択します。

注：
濾過された試料 = 本当の色。
濾過されていない試料 = 見かけ上の色。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 電気めっき槽の銅
固有色
測定範囲：

10.0～80.0 g/l Cu

10mm セル

5.0～40.0 g/l Cu

20mm セル

2.0～16.0 g/l Cu

50mm セル

1. ピペットで 25 ml の試料を 100ml 容量フラスコに取り、標線まで蒸留水を満たして、よく攪拌します。

ba75728exx

2. ピペットで 5.0ml の希釈
試料（1:4）を空の丸セル（空セル）に取ります。

3. 5.0ml の硫酸 40%を加4. 溶液を、対応する各セル 5. 各セルをセルコンパート
え、ねじぶたでセルを閉じて に移します。
メントにセットし、測定しま
攪拌します。
す。メニューで［Cu-bath］
手法（手法番号 83）を選択します。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ ヨウ素色番号
DIN 6162A に準拠
測定範囲：

0.05～3.00 IFZ

340 nm10mm セル

0.03～1.50 IFZ

340 nm20mm セル

0.010～0.600 IFZ

340 nm50mm セル1. 試料を濾過します。

ba75728exx

2. 溶液を、対応する各セル 3. セルをセルコンパートメに移します。
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 33）を選択します。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ ヨウ素色番号
DIN 6162A に準拠
測定範囲：

1.0～50.0 IFZ

445 nm10mm セル

0.5～25.0 IFZ

445 nm20mm セル

0.2～10.0 IFZ

445 nm50mm セル1. 試料を濾過します。

ba75728exx

2. 溶液を、対応する各セル 3. セルをセルコンパートメに移します。
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 21）を選択します。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 上下水道の水銀
測定範囲：0.025～1.000mg/l Hg

50mm セル1. 試料の pH が pH 3～7 2. ピペットで 5.0ml の試料であるかチェックします。
を試験管に取ります。
必要ならば、水酸化ナトリ
ウム水溶液または酢酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

6. 溶液をセルに移します。

3. ピペットで 1.0 ml の試
薬 1 を加えて攪拌します。

4. ピペットで 1.5 ml の試薬 2 を加えて攪拌します。

5. 反応時間：5 分間

7. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、測定します。
メニューで［Mercury］手法（手法番号 135）を選択します。

重要：
使用する試薬 1、2、および 2 の正確な組成と調製は、対応する利用例に記載されています。また、使用する手法の詳細な内容もここに記載されています。この利用例は、要求に応じて用意されますが、http://photometry.merck.de から直接ダウンロードもできます。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 電気めっき槽のニッケル
固有色
測定範囲：

10～120 g/l Ni

10mm セル

5.0～60.0 g/l Ni

20mm セル

2.0～24.0 g/l Ni

50mm セル

1. ピペットで試料 5.0 ml を 2. 5.0ml の硫酸 40%を加3. 溶液を、対応する各セル 4. 各セルをセルコンパート
丸セル（空のセル、CAT 番 え、ねじぶたでセルを閉じて に移します。
メントにセットし、測定しま号 250621）に取ります。
攪拌します。
す。
メニューで［Ni-bath］手法（手法番号 57）を選択します。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 硝酸
紫外線範囲での直接測定は、APHA 4500-NO3-B に類似
測定範囲：

0.0～7.0mg/l NO 3 -N

1. 試料を濾過します。

10mm セル

2. 50ml の試料をガラス容器に取ります。

3. 分析のため 1mol/l の塩酸 1ml をピペットで加え、撹拌します。

4. 溶液を石英セルに移します。

重要：
ディスプレイに［Condition not met］（条件が満たされていません）と表示された場合、これは、試料による影響（マトリックス効果）です。
この場合、評価はできません。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

5. 各セルをセルコンパート
メントにセットし、測定しま
す。
手法番号 2503 を選択します。

利用例 ・ 排水のパラジウム
測定範囲：

0.05～1.25mg/l Pd

10mm セル1. 試料の pH が pH 2～5 2. ピペットで試料 5.0 ml を 3. ピペットで 1.0ml の試薬であるかチェックします。
丸セル（空のセル、CAT 番 1 を加え、ねじぶたでセルを必要な場合、水酸化ナトリ
号 250621）に取ります。
閉じて攪拌します。
ウム水溶液または硫酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

4. 試料の pH が pH 3.0 で 5. ピペットで 0.20 ml の試
あるかチェックします。
薬 2 を加え、ねじぶたでセ必要な場合、水酸化ナトリ
ルを閉じて攪拌します。
ウム水溶液または硫酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

6. ピペットで 5.0ml のイソ
アミルアルコールを加え、ねじぶたでセルを閉じます。

9. 乾燥溶液をセルに移します。

7. 1 分間、セルをよく振りま 8. ピペットで試験管から上す。
澄液を吸引し、無水硫酸ナ
上澄液が分離するまで放置 トリウムを乾燥させます。
します。

注：

重要：

この準備にはねじぶた付きの空のセル（CAT 番号 250621）の使用を推奨します。これらのセルはねじぶたで密封できるため、危険なしに試料を攪拌できます。

ba75728exx

10. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定します。
メニューで［Palladium］手法（手法番号 133）を選択します。

使用する試薬 1、2、および 2 の正確な組成と調製は、対応する利用例に記載されています。また、使用する手法の詳細な内容もここに記載されています。この利用例は、要求に応じて用意されますが、http://photometry.merck.de から直接ダウンロードもできます。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 上下水道のプラチナ
測定範囲：

0.10～1.25mg/l Pt

10mm セル

測定は、ブランク溶液を蒸留水と試薬で調製し、10mm の角セルに入れて、690 nm で実行します。

1. 試料の pH が pH 2～5 2. ピペットで試料 5.0 ml を 3. ピペットで 1.0 ml の試であるかチェックします。
丸セル（空のセル、CAT 番 薬 1 を加え、ねじぶたでセ必要な場合、水酸化ナトリ
号 250621）に取ります。
ルを閉じて攪拌します。
ウム水溶液または硫酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

4. ピペットで 0.50 ml の試薬 2 を加え、ねじぶたでセルを閉じて攪拌します。

6. リアクターを 100°C に設 7. リアクターからセルを取定して、セルを 5 分間加熱 出し、試験管立てに立てします。
て、室温まで放冷します。

9. 1 分間、セルをよく振りま 10. ピペットで試験管からす。
上澄液を吸引し、無水硫酸
上澄液が分離するまで放置 ナトリウムを乾燥させます。
します。

11. 乾燥溶液をセルに移します。

8. ピペットで 5.0ml のイソブチルメチルケトン GR を加え、ねじぶたでセルを閉じます。

12. 各セルをセルコンパー
トメントにセットし、測定します。
メニューで［Platinum］手法（手法番号 134）を選択しま
す。

注：

重要：

この準備にはねじぶた付きの空のセル（CAT 番号 250621）の使用を推奨します。これらのセルはねじぶたで密封できるため、危険なしに試料を攪拌できます。

ba75728exx

5. 試料の pH が pH 6.5 であるかチェックします。
必要な場合、水酸化ナトリ
ウム水溶液または硫酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

使用する試薬 1、2、および 2 の正確な組成と調製は、対応する利用例に記載されています。また、使用する手法の詳細な内容もここに記載されています。この利用例は、要求に応じて用意されますが、http://photometry.merck.de から直接ダウンロードもできます。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 分光吸収係数 α（254）
DIN 38404 に準拠
測定範囲：

3～250 m-1

254 nm10mm セル

1～125 m-1

254 nm20mm セル

0.5～50.0 m-1

254 nm50mm セル1. 孔径 0.45 µm のメンブ
レンフィルターで試料液を濾過します。

2. 溶液をセルに移します。

3. セルをセルコンパートメ
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 300）を選択します。

セルタイプ：
石英セルのみを使用してください。 プラスチック
セルは通常、この波長の測定範囲をカバーしな
いため、UV 範囲には使用できません。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 分光減衰係数 µ（254）
DIN 38404 に準拠
測定範囲：

3～250 m-1

254 nm10mm セル

1～125 m-1

254 nm20mm セル

0.5～50.0 m-1

254 nm50mm セル1. 試料液を振って、濁度成 2. 溶液をセルに移します。
分を均一にします。濁度成分が分離しないように、直ちに測定します。

3. セルをセルコンパートメ
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 301）を選択します

注：
濁度補正機能を有効にすると（4.5.9 節「自動濁度補正」の機能を参照）、修正分光減衰係数 µ（254）korr を測定できます。
濁度補正は、DIN 38404 に従って 550 nm で実行されます。

セルタイプ：
石英セルのみを使用してください。 プラスチックセルは通常、この波長の測定範囲をカバーしないため、UV 範囲には使用できません。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 分光吸収係数 α（436）
EN ISO 7887 に準拠
測定範囲：

3～250 m-1

436 nm10mm セル

1～125 m-1

436 nm20mm セル

0.5～50.0 m-1

436 nm50mm セル1. 孔径 0.45 µm のメンブ
レンフィルターで試料液を濾過します。

2. 溶液をセルに移します。

3. セルをセルコンパートメ
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 302）を選択します。

注：
濾過された試料 =本当の色
濾過されていない試料 =見かけ上の色ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 懸濁固形物

測定範囲：25～750mg/l 懸濁物質

1. 高速回転するミキサー
で、500ml の試料を 2 分間均一化します。

ba75728exx

20mm セル

2. 溶液をセルに移します。

3. セルをセルコンパートメ
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 182）を選択します。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

利用例 ・ 濁度
EN ISO 7027 に準拠
測定範囲：

1～100 FAU

1. 試料をセルに移します。

ba75728exx

550 nm50mm セル

2. セルをセルコンパートメ
ントにセットし、メニューで手法（手法番号 77）を選択します。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000