取扱説明書

MASSMAX ®
コリオリ質量流量計
3400 シリーズ[変換部形式：MMC400 共通]

MMM3400C（一体形）

MMS3000F / MMC400F（分離形）

このたびは弊社コリオリ流量計をご採用いただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書には本器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されていますので、ご使用前に必ずご一読ください。

IM-F1073-J02
3 版 2021 01 E
初版 2016 12 E

－ 目

次 －

■ 受入および保管について .......................................... 1■ 本書で使用しているマークについて ......................... 2■ 使用上の一般的注意事項 .......................................... 2

1. 設

置 ........................................................................ 3

4. データ設定 ............................................................... 28

1.1 設置場所の選定..................................................... 3

4.1 設定の概要 .......................................................... 28
4.1.1 設定手順 ...................................................... 30
4.1.2 設定キー操作の例 ........................................ 33
4.1.3 設定項目一覧 ............................................... 34

1.2 配管上の取付位置 ................................................. 3
1.2.1 取付位置と向きについて ............................... 3
1.3 運搬と取付け ........................................................ 6
1.3.1 注意事項 ........................................................ 6
1.3.2 継ぎ手接続形 (標準) の配管取付け............... 7
1.3.3 フランジ接続形の配管チェック .................... 7
1.3.4 フランジ接続形の取付方法............................ 7
1.3.5 分離形変換器の設置要領 ............................... 8
1.3.6 保温方法 ........................................................ 9
1.3.7 使用温度と圧力について ............................... 91.4 接

地 ................................................................. 10

1.5 配
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

線 ................................................................. 10
配線上の注意 ............................................... 10端子配置 ...................................................... 11
電源の結線................................................... 13電流出力の結線 ........................................... 13
パルス出力の結線 ........................................ 14
状態出力の結線 ........................................... 14
コントロール入力の結線 ............................. 14
分離形センサケーブルの結線 ...................... 15

1.6 表示器の取付方向の変更 .................................... 16
1.6.1 水平／垂直取り付けの変更.......................... 16
1.6.2 流れ方向の変更 ........................................... 17
2. 各部の名称および機能 ............................................. 18
2.1 変換部表示パネル ............................................... 18
2.2 表示器 ................................................................. 18
2.2.1 測定モード（流量測定時）.......................... 18
2.3 赤外線センサのタッチ操作方法.......................... 19
3 運

転 ...................................................................... 20

3.1 運転準備 ............................................................. 20
3.1.1 電源投入前の確認事項 ................................. 20
3.1.2 検出部通液とゼロ点調整の準備 .................. 20
3.2 運
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

4.2 設定例 ................................................................. 39
4.2.1 電流出力（DC4-20mA）の設定 ................... 39
4.2.2 電流出力のローカットオフ設定例 ............... 40
4.2.3 電流出力の時定数設定 ................................. 41
4.2.4 表示内容の設定 ............................................ 42
4.2.5 瞬時流量表示のローカットオフ設定............ 43
4.2.6 瞬時流量表示の時定数設定 .......................... 44
4.2.7 瞬時流量表示の表示フォーマット設定 ........ 45
4.2.8 トレンドグラフ表示の縦軸レンジ設定 ........ 46
4.2.9 トレンドグラフ表示の横軸スケール設定 .... 47
4.2.10 瞬時流量と積算値の同時表示の設定............ 48
4.2.11 優先表示の変更。 ........................................ 50
4.2.12 パルス出力（pulse output）の設定.............. 51
4.2.13 パルス出力のローカットオフ設定 ............... 52
4.2.14 状態出力の設定 ............................................ 53
4.2.15 警報出力の設定 ............................................ 54
4.2.16 コントロール入力の設定 ............................. 57
4.2.17 正逆両方向出力の設定 ................................. 60
4.3 機能テスト（模擬出力）..................................... 65
4.3.1 質量流量の模擬出力..................................... 66
4.3.2 密度の模擬出力 ............................................ 67
4.3.3 電流出力の模擬出力..................................... 69
4.3.4 パルス出力の模擬出力 ................................. 71
4.3.5 周波数パルス出力の模擬出力 ...................... 72
4.3.6 状態出力の模擬出力..................................... 74
4.3.7 警報出力の模擬出力..................................... 75
4.4 エラー表示 .......................................................... 77
4.4.1 エラー内容および対処 ................................. 77
4.4.2 エラーリセットの方法 ................................. 82
5. 保

守 ...................................................................... 83

5.1 日常点検.............................................................. 83
5.2 トラブルシューティング..................................... 84

転 ................................................................. 20
通 電 .......................................................... 20
ゼロ調整 ...................................................... 21
積算表示のリセット .................................... 23
運 転 .......................................................... 24
密度校正 ...................................................... 24

IM-F1073-J02

■ 受入および保管について
1）受入

本品は次の内容にて納入されます。
・コリオリ質量流量計
・設定データシート（1 枚）・取扱説明書（1 冊） ······ （本書）
※防爆品の場合は、別冊 MASSMAX 防爆形質量流量計（MMM□400C－ＪEx）
取扱説明書を同梱
製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量をご確認ください。
万一、内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
なお、配管用の継ぎ手・ボルト・ナット・ガスケット、配線用ケーブル等はお客様にてご用意ください。
2）保管

本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
・雨や水のかからない場所
・温度が－50～＋70℃、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
・振動の少ない場所
・腐食性ガスの少ない場所

MASSMAX 3400 シリーズは一体形の MMM3400C と分離形の MMS3000F があります。
また検出器は高圧用のバースティングディスク付きや保温用のジャケットタイプも用意しています。
接続継ぎ手は NPT1/4 ネジ（本体側オネジ／相手側はメネジ）が標準ですが、フランジ接続もあります。
寸法その他詳細仕様についてはテクニカルガイダンスまたは納入仕様書を参照してください。

変換器
検出器

MMM3400C（一体形）

MMM3400C

MMM3400C

検出器と変換器が合体した一体形

バースティングディスク付き

フランジ接続（オプション）

接続継ぎ手 NPT1/4（標準）（圧力 3MPa 以上の高圧用：オプション）

変換器

センサ
ケーブル
検出器
MMM3400C
MMS3000F 検出器 / MMC400F 変換器

ヒーティングジャケット付き（分離形・オプション）（オプション）

1

IM-F1073-J02

■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取り扱い上守っていただ
きたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

■ 使用上の一般的注意事項

改造等の禁止

警告

材 質

注意

本製品は工業用計器として厳密な品質

本製品の材質については納入仕様書あ管理のもとに製造・調整・検査を行い納るいはテクニカルガイダンスに記載さ入しております。

れています。当社でもお客様の仕様をおみだりに改造や変更を行うと本来の性伺いし最適な材質選定に努めておりま

能を発揮できないばかりか、作動不適合

すが、実際のプロセスにおいては混入物や事故の原因となります。改造や変更はなどの影響があり、耐食性等が万全でな行わないでください。

いこともあります。

仕様変更の必要がある場合は当社まで

耐食性・適合性のご確認、最終的な材質

ご連絡ください。

の決定はお客様の責任でお願いいたします。

使用条件の厳守

警告

納入仕様書あるいはテクニカルガイダ
計量単位ンスに記載された仕様、圧力、温度の範

注記

囲内での使用を厳守してください。

本製品では法定計量単位以外の流量やこの範囲を超えた条件での使用は事故、

体積単位（US Gal など）が組み込まれて故障、破損などの原因となります。

おり、設定により表示されます。日本国
内では、これらの法定計量単位以外の単位は計量に使用しないでください。

用 途

注意

本製品は計器としての用途にのみ使用
防爆形

し、その他の用途には使用しないでくだ

警告

さい。

防爆形の場合は、必ず別紙 MASSMAX
防爆形質量流量計（MMM□400C－JEx）の取扱説明書も合

保守・点検

警告

わせてお読みの上、正しく使用してくだ本製品を保守、点検などのためにプロセ

さい。

スから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場合
は、作業者に危険がおよびます。

2

IM-F1073-J02

1. 設 置ポンプや振動を生じる物の近くに設置しないでください。

1.1 設置場所の選定
設置場所は下記の条件を考慮して選定してください。
P

1）周囲温度が－25～＋65℃で、なるべく直射日光の当たらない場所
2）誘導障害を受ける恐れのない場所

注意

動力機器の近くなどは避けてください。

MASSMAX3400 シリーズは微少流量を測定する
流量計のため構造が繊細で、流量計外部の振動に影響される場合があります。ポンプや振動を生じる物の近くに設置しないでください。
また急激な圧力変動や脈流が起きる状態での使用も避けてください。
測定誤差の要因となる場合があります。

3）振動、ほこり、腐食性ガスの少ない場所
4）水没する恐れのない場所
5）取付・配線作業や保守・点検作業が容易で、表示器の見やすい場所
6）接地のとりやすい場所
なお配管振動が極度に大きい等、設置条件が劣悪なときは検出器－変換器が分かれた分離形コリオリ流量

流れ方向が水平で検出器の取り付けが壁掛けに計をご検討ください。

なる設置はしないでください。

1.2 配管上の取付位置
1.2.1

取付位置と向きについて

正しい測定を行うために、次の項目について考慮して取り付け位置の選定および取付を行ってください。
1）測定管内が常に液体で満たされていること
水平と垂直の取付けができます。
配管上の一番高い位置は避けてください。
（気泡の混入を防止するため）
また変換器が下側になる取り付けは絶対にしないでください。

◎

ガスや空気が測定管の上部に溜まるとセンサチューブの振動バランスが崩れ正確な流量測定が行えなくなる場合があります。

◎

下図のように流量計下流側直後に垂直に液体が落ちるような場所への設置は避けてください。
サイホン現象の影響で測定誤差を招きます。
また空気やガス溜まりが多い配管上の一番高い場所での取り付けも避けてください。

3

IM-F1073-J024）支持固定と取付け方法

開放配管に取付ける場合には、配管の低い部分に設置し常時測定管内が満液状態になるようにして3400シリーズは微少流量を測定する計器です。

ください。

高い流量測定精度や安定性を確保するため設置固定面は頑丈な場所に取り付けてください。
検出器本体ベースプレートの取付け穴 4 カ所を使用して取り付けてください。
本体取付け穴（４カ所）

2）メンテナンスを考慮した取付
良好な測定精度を得るためには取り付け完了後に注意行うゼロ点調整を確実に行うことが重要です。
流量計前後にバルブを設置すると流れが確実に停検出器本体ベースプレートの取付穴には予め樹脂製のスリーブが挿入されています。（4箇所）
このスリーブは取り外さずこのまま取り付け用として使用してください。
スリーブを取り外して使用するとゼロ点のズレや測定誤差が生じる原因となります。

止し、より良い状態でのゼロ点調整が可能です。

注記
設備運転中に流量の調整を行う際は流量計下流側のバルブで調整してください。
上流側のバルブで流量調整をするとキャビテーシ
ョンの影響で気泡が発生し測定誤差が大きく生じる場合があります。

バルブ 1
（上流側）

検出器本体
ベースプレート

バルブ 2
（下流側）

下図はバイパス管を設置した例です。流量計メンテ

スリーブ

ナンスや交換時等設備の運転を停止されせることな
く流量計の取り外しができ便利です。
配管の都合上地面に設置できない場合は下図のような取り付け台を用意してください。
バイパス管

Ｌアングル等で組んだ櫓のような取付け台

メンテナンス時等に便利

3）直管部長さ
MASSMAX 質量流量計は測定原理上直管長を確保する必要がありません。

4

IM-F1073-J02

検出器本体ベースプレート取付け穴 4 カ所の寸法

流量計の近くにポンプ等の振動源がある、または（上から見た図）

流量計の接続口に過度な配管ストレスがかかる場
合はフレキシブルチューブの使用を推奨します。

228

156

132

注記
フランジ接続の場合はフラットな床・地面に直接Φ8×4（取付穴）

取り付けることはできません。
取り付け台の穴寸法は流量計と同じ。

必ず取り付け台を使用してください。
床とフランジが干渉し検出器本体ベースプレートを使用して取り付けができない。

フランジ接続の場合は流量計の接続口にストレスが加わらないよう、配管サポートを必ずとってく

注意

ださい。
MASSMAX3400 シリーズは微少流量を測定する流配管サポートクランプ等を使用

配管ストレスを避ける
ためフレキチューブの使用を推奨します。

量計のため、センサチューブが細い構造になっています。
このため設置・配管する場合は以下に示すような接続部にストレスが加わる設置は絶対にしないでください。接続部にストレスが加わったまま使用
すると正しい流量測定動作ができなくなる場合があります。特にフランジ接続の場合は配管ストレスが加わり易いので注意が必要です。

また以下のようにダブルで配管サポートをすると接続口へのストレス低減がより効果的になります。
測定誤差の発生やゼロ点不安定の原因になります。

ダブルサポート

5

IM-F1073-J02

1.3 運搬と取付け
注記

1.3.1

注意事項

垂直取付の場合は垂直に対して以下の角度以内に1）できるだけ梱包状態のまま設置場所まで運び、設置することで気泡の抜けや流れ停止時の液抜けが良くなります。

落下などにより衝撃が加わることのないよう充分垂直に対して注意してください。

サイズ 01：7 度以下
2）ロープで吊り上げる場合は、変換器のネック部分

サイズ 03/04：13 度以下にロープを掛けてください。

◎

注記
上図の要領で吊り下げる場合はロープが変換器か

5）バースティングディスクについて

ら滑り本体を落下させないよう注意して作業して

警告

ください。

圧力 3MPa 以上の高圧アプリケーションは安全確保のためバースティングディスク（オプション）

下図のようにフランジ接続部分を使用してのつりを推奨しています。

下げは絶対行わないでくさい。
測定管やセンサへストレスが加わり後の測定誤差や故障の原因となります。

バースティングディスク（本体側 NPT3/4 オネジ）

検出器 上から見た図

バースティングディスクの役割
センサチューブが何らかの要因で損傷し、ある一定の圧力（約 2MPa:常温時 以上）が検出部アウターハウジング（ドーム形カバー）内部に加わるとバースティングディスクが破れて外部に圧力を逃がします。
これによって大幅な本体破裂損傷およびその危険防止ができます。
バースティングディスクは NPT3/4 のオネジ（本体側）がついていますので必要に応じでチューブ等を接続し液の飛散防止処理をしてください。

3）設置場所が屋外の場合、雨の日を避けて設置作業を行ってください。
4）接続口の継ぎ手やフランジガスケット面は、傷をつけないように充分注意してください。

6

IM-F1073-J02

1.3.2

1.3.4

継ぎ手接続形 (標準) の配管取り付け

フランジ接続形の取付方法

標準形 3400 シリーズの接続継ぎ手は NPT1/4（メネジ）

配管のチェックが終了したら、次の要領で取り付けをを使用してください。（流量計本体はオネジ）

行ってください。

NPT1/4 継ぎ手（メネジ）

1）流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ又は継ぎ手間に挿入してください。
2）ガスケットを挿入し、フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
3）検出部フランジと取付フランジが同心となるように位置を修正してください。
4）トルクレンチを使用してボルトを締付けてくださ

1.3.3

い。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等

フランジ接続形の配管チェックに締め、締付力が片寄らないように注意してください。

1) 接続するフランジは検出部フランジの口径・規格に推奨締付トルクの配分を次表に示します。過大な合致したものを使用してください。

締め付けは避けてください。

2）面間寸法が合っているかどうか確認してください。
（納入仕様書も合わせて確認してください。）

締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。
1 回目 推奨締付トルクの

3）配管の倒れ、偏心等がある場合には、本器を取り付ける前に必ず修正してください。

50%

2 回目 推奨締付トルクの80%

3 回目 推奨締付トルクの100%

3400 シリーズの配管取付けフランジ口 径 は 15A ま た は

ボルト

ナット

ガスケット

注意
1）PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は、締付

また、管とフランジが直角に取り付けられている

力が不足して液漏れしやすくなることがありまかどうかもチェックしてください。

すので、ガスケットにゴムなどの軟質のものを使用してください。
2）取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってください。

4）新設管路の場合には、本器を取付ける前に通水を行い、配管内の金属片や木片などの異物を取り除
いてください。

7

IM-F1073-J02

1.3.5分離形変換器の設置要領

分離形は変換器と検出器そしてそれを結ぶセンサケー
ブルで構成されます。
検出器の設置が完了したら、任意の場所に分離形変換器を設置してください。

変換器

センサケーブル
最長 20 メートル検出器

分離形変換器は壁取り付けまたは 2B パイプ等に取り付けが可能です。

壁掛け取り付けにする場合は取り付け金具の寸法を参考に行ってください。
2B パイプに U ボルトで固定取り付けも可能です。
（2B パイプはお客様準備所掌）

8

IM-F1073-J02

1.3.6

保温方法

お客様自身で検出器に保温用のスチームパイプ又は保温をする場合はオプションのヒーティングジャ

電熱線等を配管に巻いて保温カバーする場合は下図ケットを使用する方法とお客様自身で検出部を保に示す変換器の下の部分を保温してください。

温する方法があります。
保温カバー上限位置
変換器には被らない
ないように注意

ヒーティングの保温温度は最高 150℃まで圧力は1MPa 以下で使用してください。

スチームパイプ
または電熱線

ヒーティングジャケット付き場合

保温カバー

ヒーティング配管の要領イメージ

1.3.7

使用温度と圧力について

検出部のセンサチューブ（測定管）はプロセス液体温

ヒーティング用
蒸気または温水の配管接続口（接続 NPT1/4 オネジ
本体メネジ）

度によって使用できる圧力が異なります。
圧力
プロセス液
温度

検出器 上から見た図

注意
プロセス液の接続口とヒーティング用の接続口は間違いのないよう確認して取り付けてください。
誤った接続をすると破損や故障の原因となります。

測定管材質
ステンレス

Hastelloy®

アウターハウジング

C-22-40～20℃

15 MPa30 MPa3 MPa

40℃

15 MPa27.5 MPa2.83 MPa

60℃

15 MPa25 MPa2.66 MPa

80℃

15 MPa22.5 MPa

2.5 MPa

100℃

13 MPa20 MPa2.33 MPa

120℃

8 MPa

17.5 MPa

2.16 MPa

150℃

5 MPa

15 MPa2 MPa

ヒーティングトレースの内部レイアウトは
下図のようになっています。（イメージ）※上記はセンサチューブ（測定管）の圧力値であり実際に使用するプロセスの圧力は接続する継ぎ手やフランジの圧力レート内で使用してください。
また防爆仕様の場合は運転時の周囲および流体温度

ヒーティング用
接続口

が温度クラスによって各々定められてします。詳しくはテクニカルガイダンスおよび承認図に示された範囲内で使用してください。

プロセス液
接続口
検出器の上部がヒーティングされます。

検出器 上から見た図9IM-F1073-J02

1.4 接 地

1.5 配 線1.5.1

次に示す方法で接地工事を確実に行ってください。
1） 接地端子から断面積 2mm2 以上の銅線（600V ビニ
ル絶縁電線など）を用いてを実施してください。
一般形：D 種接地工事（接地抵抗 100Ω以下）
防爆形：A 種接地工事（接地抵抗 10Ω以下）

配線上の注意1）コリオリ流量計内部への水の侵入や結露による障害を防ぐため、雨天時には屋外では配線作業を行
わないでください。
2）防爆形の場合は、必ず別紙 MASSMAX 防爆形質量2)

接地端子は下図に示す端子箱内にあります。

流量計（MMM□400C－ＪEx）の取扱説明書も合

この端子を使用して接地してください。

わせてお読みの上正しく使用してください。
（準備中）3）AC 電源形の場合は、電源配線と信号配線は必ず別々のケーブルを使用してください。
複数の出力信号を取り出す必要があって、配線接続口が不足する場合には、信号ケーブルに多芯ケ

電源端子カバーを開けてください。
1.5.2 アドバイス参照

ーブルを使用して配線してください。
DC24V 電源形の場合は、電源と信号配線が同一ケーブルでも差し支えありません。
AC 電源
出力信号

接地端子

AC 電源
出力信号

注記
AC 電源形で電源と信号配線を同一ケーブルで配線すると、誘導ノイズにより出力が影響を受けることがあります。
4）配線接続口部分は防水処理を確実に行ってください。

警告5）コンジット配線を行う場合には図 1.5a に示すよう

防爆形の場合は、必ず別紙 MASSMAX 防爆形質量流量計に配線接続口から下向きの傾斜を設けて、配線接（MMM□400C－ＪEx）の取扱説明書も合わせてお読みの続口にコンジットを通して水が流れ込まないよう

上正しく使用してください。※準備中にしてください。
また、コンジット配管にはドレン抜きを設けて定期的に排水してください。

注意
配線接続口から内部に水が流れ込むと、変換基板や検出部内部に水が浸入して修理が困難になることがあります。配線接続口の防水処理は確実に行ってください。

10

IM-F1073-J02◎圧着端子の使用および適合電線について
コンジット配線

本器の端子台は差込み式ネジ接続端子で、撚線を素線のまま接続できるように設計されています。したがって、棒形圧着端子等を使用する必要はありません。
しかし、撚線がばらけないようにするため、あるいは工事規定等で圧着端子の使用が必要な場合には、以下に示す圧着端子の使用を推奨します。
これら以外の棒形圧着端子では、挿入部分の寸法が端子と合わなかったり、接続が不完全になることがありますのでご注意ください。

ドレン抜き

1）フェニックス・コンタクト製 絶線棒端子／圧着工具
電線公称
断面積
（mm2）

図 1.5aコンジット配線

適 合
棒端子型番

電源
端子

入出力
端子

0.5

AI0.5－8

○

○

0.75

AI0.75－8

○

○

1

AI1－8

○

○

1～1.5

AI1.5－8○○

1.5～2.5

AI2.5－8○○

圧着工具型番

ZA3(0.25～6mm2 用)2）日本ワイドミューラー製 絶縁カバー付スリーブ／
圧着工具
電線公称
断面積
（mm2）

スリーブ
型番

適 合
電源
端子

入出力
端子

0.5

H0.5/13,14

○

○

0.75

H0.75/13,14

○

○

1

H1.0/13,14

○

○

1～1.5

H1.5/14○○1.5～2.5

H2.5/15○○

圧着工具型番

PZ4(0.5～4mm2 用)

なお、圧着端子および圧着工具が入手困難な場合には、弊社までご連絡ください。
6）端子へのケーブル端末の接続時は、線心を端子の1.5.2

奥まで充分に差し込み、約 0.4 N･m の締め付けト

端子配置

ルクで確実に結線してください。
7）使用するケーブルは以下のものを推奨します。
電源端子

入出力信号端子

公称断面積

0.5～2.5mm2

0.5～2.5mm2

種 類

ビニルシースケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル

仕上り外径

8～11mm8）端子は撚線を素線のまま接続できるように設計されていますので、圧着端子を使用する必要はありません。使用する場合は、次項の「圧着端子の使用および適合電線について」を参照してください。
電源端子には保護用のカバーがります。
電源端子カバー

11

IM-F1073-J02

注意

注記
電源端子カバーは下図矢印部のツメを押し下げて開きまオプションの変換器の出力信号はすが、開きにくい場合は矢印の隙間にマイナスドライバ

・電流出力：4-20mA は内部電源（アクティブ）

を軽く差し込むと簡単に開きます。

・パルス又は状態出力：オープンコレクタ（パッシブ）の形態となっていますので受信側はこれらを考慮し結線
してください。
購入した流量計の変換器がどれか不明な場合は変換器横側面に表記の製造番号（CF_ _－_ _ _ _ _の番号）を確認の上、その製造番号の納入仕様書を参照し結線てくださ
い。

電源端子
端子

内容

L／L+

AC 電源／

N／L－

DC 電源の場合 L＋（＋極）L－（－極）
アース接続

出力端子
端子

極性

D－

－

D

＋

C－

－

C

＋

B－

－

B

＋

A＋

＋

A－
A

内容（標準品）
パルスまたは状態出力

状態出力

コントロール入力又は状態出力

電流出力4～20mA（内部電源）－

オプション（Module I/O 基板）の出力結線図
Option１

Option２

Option３

電流 2 出力

電流３出力

電流２出力

パルス・状態

パルス・状態

パルス・状態

1 出力

1 出力

２出力

性

（6A８）

（6AA）

（6AE）

D－

－

パルス又は

パルス又は

パルス又は

D

＋

状態出力

状態出力

状態出力１

C－

－

C

＋

変換器
仕様

端
子

極

電流出力１

電流出力１

電流出力 1（内部電源）（内部電源）（内部電源）

HART

HART

HART

B－

－

電流出力 2電流出力 2B＋（内部電源）（内部電源）

A＋
A－－

電流出力 2電流出力 3

パルス又は状A＋（内部電源）（内部電源）

態出力 2※実際に結線の際は個別の納入仕様書をご覧ください。

12

IM-F1073-J02

1.5.3

電源の結線

注意

配線前に次の事項を確認してください。

以下 出力信号の結線は標準品変換器（Basic I/O）の結線方法を示したものです。オプションの変換器

1）本器の定格電源電圧と接続しようとしている電源（Modular）を購入された場合は1.5.2項又は購入した製品とが一致していることを確認してください。

の納入仕様書を参照し結線してください。

2）電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源

1.5.4と共用することは避けてください。

電流出力の結線

また、インバータなどを使用していて電源ライン
1）通常の結線（内部電源使用）

へノイズが混入する恐れのある場合は、インバー
タ用ノイズフィルター等を設置してノイズを除去

端子 A＋／A に受信計器を接続してください。

してください。

DC4-20mA（または DC0-20mA）が出力されます。

3）電源電圧が規定範囲内にあることを確認してくだ

電流出力は電源および他の出力とアイソレートささい。

れています。

電圧範囲はテクニカルガイダンスを参照してくだ
さい。
A

A－

A＋

－

注意
受信計器

規定範囲外の電圧を印加すると変換部に損傷をA＋与えますので、充分ご注意ください。

 許容負荷抵抗は 1000Ωです。電流発信用の電源は内蔵されているので外部電源は不要です。

●AC 電源形
EL

注意

N

A＋/ A 間に電圧を印加しないでください。
～

2）外部電源を使用する場合の結線

AC 電源

接地

2 線伝送器用受信計など伝送用電源を内蔵した受●DC 電源形（DC24V）

信計器を使用する場合は、A／A－端子間に接続しEてください。
L＋
～

L－
A

※
＋ －
DC24V
(DC9～31V)

A－

A＋

－
接地

受信計器

A
＋
＋

－

外部電源（DC32V 以下）

接地は必ずアース端子(E)を使用してください。
 外部電源の電圧は DC32V 以下としてください。

注意
DC24V 仕様の 2 線式用受信計は使用しないでく
ださい。

13

IM-F1073-J02

1.5.51.5.6

パルス出力の結線

状態出力の結線

パルス出力はオープンコレクタ出力で、端子 D／D－

状態出力はオープンコレクタ出力で、端子 B／B－とに出力されます。

C／C－に出力されます。

B
(C)

D

D－

＋

－

＋
オープンコレクタ
入力形

カウンタ

B－
(C)－

－
オープンコレクタ
入力形

受信計器

負荷定格：DC5～30V、100mA 以下

負荷定格：DC32V 以下、20mA 以下（≦10kHz）
100mA 以下（≦10Hz）

 負荷定格内で使用してください。
 負荷定格内で使用してください。

 出力は電源および電流出力とアイソレートされて 出力は電源および電流出力とアイソレートされて

います。

います。

1.5.7

 電圧入力形の受信計器への接続

コントロール入力の結線

電圧入力形のパルスカウンタ等には直接接続できません。この場合は、以下に示すように外部電源おコントロール入力は電圧入力形で、設定により端子よび外付け抵抗器を使用して電圧に変換して接続

B / B－に入力します。

してください。

注記
D

コントロール入力は標準では機能設定されていD－ません。Fct.2.1：入出力端子機能の設定を変更する必要があります。

R

R：抵抗器
B

外部電源：DC32V 以下
＋

＋ －
カウンタ

B－

－
電圧入力形
＋

－

※ 外付け抵抗器の値はカウンタの入力電圧範囲を考慮し、
電圧入力

かつパルス出力端子の入力電流が 100mA 以下（≦10Hz）、
20mA 以下（≦10kHz）となるように決定してください。

Low ：DC0～2.5V
High ：DC19～32V

 印加電圧は DC32V 以下としてください。
 入力は電源および電流出力とアイソレートされて
います。

14

IM-F1073-J02

1.5.8

分離形センサケーブルの結線
分離形の場合は変換器と検出部をセンサケーブ
ルで接続してください。
変換器
MMC400F
端子箱（蓋を左に回すと開きます）

検出器
センサケーブル
最長 20 メートル

結線の際は端子箱のフタを開いて行います。
結線図は以下のとおりです。
変換器
MMC400F 側・端子構造：
スプリングクランプ式端子
・適合電線：
0.5 ～ 1.5 mm2

ケーブル固定グリップ（シールドアース）
ケーブル
グランド

センサケーブル（専用）10 心複合線：0.5 mm2
仕上がり外径：約 15mm
最大長さ： 20m

ケーブル
ペア

1

2

3

4

5

配線色

黄色
黒
緑
黒
青
黒
赤
黒
白
黒

コネクタ
端子記号
番号

X1

X1

X2

X2

X3

SA＋
SA－
SB＋
SB－
T1
T2
T3
T4
DR＋
DR－

ケーブル
グランド
ケーブル固定グリップ（シールドアース）

検出器
MMS3000F 側・端子構造：
スプリングクランプ式端子・適合電線：
0.5 ～ 1.5 mm2

15IM-F1073-J02

1.6 表示器の取付方向の変更
水平配管

1.6.1

水平／垂直取り付けの変更

表示器（指示部）は、以下のいずれかの向きに取り付けられています。

ストッパー

ストッパー

挿入口

挿入口

表示器の取り付け方向を変更する場合には、以下の方法で行ってください。
1）電源を切ってください。

警告
電源を投入したまま作業をすると、感電や基板を損傷する恐れがありますので、必ず電源を切ってください。
垂直配管
ストッパー挿入口2）表示器側の変換部カバーを回して開けてください。

3）表示基板を止めてある 2 ヶ所のストッパーをマイ
ナスドライバで解除して基板を取外してください。
4）水平配管取り付けの場合および、垂直配管取り付けの場合には、希望する向きに基板を 90 ﾟ回して 2ヶ所のストッパーがロックするまでさし込んでくストッパー挿入口

ださい。この際、表示基板と内部基板を接続しているフラットケーブルを必要以上にねじらないよ
うに注意してください。
5）カバーをしっかりと閉めてください。
6）電源を投入してください。

16

IM-F1073-J02

1.6.2

流れ方向の変更

特にご指定のない限り、流れ方向は変換部の配線接続>

口側が上流側となるよう設定してあります。
(流れ方向が逆の場合瞬時流量表示はマイナスまたはゼロを表示します。)

>

>
流れ方向

>

>
流れ方向マークとプロセス液の流れ方向を一致させて取り付けた場合に表示部が見にくい方向を向いてしまうときは、次の方法により流れ方向設定を変更し>てください。
1）流れ方向マークと逆の向きに配管に取り付けてく

Test
Setup
Service
Setup--Process input
ConcentrationC▼（2 回）タッチで
Setup を選択する> タッチでProcess inputの項目に入る

Process input C1.1--Zero and Offsets
Density> タッチでのProcess input
Density
Filters
System Control

C1.3▼（2 回）タッチでFilters and Cutoff
を選択する

Filters and Cutoff

C1.3.1> タッチでの--Flow Direction
Forwards
Press.Supp.time
Positive
Flow Direction
Forwards
Filters and Cutoff

Positive
Flow Direction
Backwards

流れ方向

Release Key Now が表示されたら>指を離す

C1

Filters and Cutoff

ださい。

A--Quick setup
Test2）電源を投入し、変換部のキー操作によりデータ設>

定モードに切り換えてください。
3）Fct.

C1.3.1「Flow Direction」のデータを“Forwards”

から“Backwards”に変更してください。

>（変更方法は操作方法参照）
4）以上の設定により流れ方向マークと逆方向の流れが“正方向”となります。

>

流れ方向の変更操作方法
例）左から右（Forward）を右から左（Backward）に

>

する場合
表示内容例
流量測定モード例）1.2345 kg/min 等
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）

キー操作方法の項目に入る

Flow Directionの項目に入るC1.3.1●> タッチでのFlow Directionの設定変更項目に入る

C1.3.1●C1.3.1--Flow Direction
Backwards
Press.Supp.time
Process input C1.3
Density
Filters
System Control
Setup
C1--Process input
Concentration
C
Test
Setup
ServiceC--Save configuration?
Yes
Filters and Cutoff>

Zero and Offsets▼又は▲をタッチしてBackwards
を表示させる。
 をタッチする をタッチする をタッチする をタッチする

Save configuration ？ と表示される
更新する場合は、Yes で をタッチ

流量測定モード例）1.2345 kg/min 等
流れ方向の設定変更完了。

> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）

17

IM-F1073-J02

2. 各部の名称および機能
6. センサ応答表示
赤外線センサが応答した時にマーク（×）が表示されます。

2.1 変換部表示パネル

5

2.2 表示器6

表示器の表示は各モードの状態を表示します。

2
3

表示モードは大きく分けて・測定モード1

・設定モードがあります。
測定モードは瞬時流量・積算流量・密度・温度等
現在流量計が測定している各種測定値等を表示します。
設定モードは各種設定しようとするメニューやファン
クション・データ内容等を表示します。

4（設定変更時に使用）

2.2.1

測定モード（流量測定時）

 質量瞬時流量値・瞬時流量バーグラフ、密度・温度・

1. 表示器

積算流量、エラー表示、トレンドグラフなどを表示

バックライト付液晶表示で、最大 3 段まで表示します。
また、データ設定時には機能項目およびデータが表示されます。

することが可能です。
測定モードでの表示は以下のように 4 つの画面表示があり▲▼の赤外線センサをタッチすることで表示の切り替えが可能です。

2. 1 段目および 2 段目表示部
瞬時、積算値などを表示します。
1 段のみの表示にすると、文字が大きくなります。
3. 3 段目表示部
バーグラフ表示も可能です。

+12.345

Kg

0%

100

4. 赤外線センサ
データ設定は、フロントカバーを外さずにガラス面

50▼の外部から指先を>, , ▲, ▼の赤外線センサをタッチすること
によりデータ設定操作を行うことができます。

↑

↓

min

▲

+1000 kg/m3+20.0 ℃Σ： ＋12.345kg
▼
S
I

↑

↓

↑

↓

3 page状態およびエラー表示▲+100 -

5. 青色バー表示部
測定時は TAG.NO.等を表示し、データ設定時にはFct.NO.を表示します。

4 pageトレンドグラフ-100 

2 page
密度・温度・
積算流量表示▲Electr: IO Connection
Electr: Power Failure▼

1 page質量瞬時流量値
瞬時流量バーグラフ



2 min



▲ 1Page に戻る

18

IM-F1073-J02

注記

操作はフロントカバーを外さずにガラス面の外部から赤外線センサ

測定モードの表示は標準で 1page が優先となっています。
よって 2page 等の表示をさせて 5 分間放置すると自動的に
1page の表示に戻ります。
優先表示の変更は設定 Menu C6.2.3 Default Display ので行います。詳しくは項目 4.2.11 優先表示の変更設定例を参照してください。

をタッチし行います。

以下の要領を参考に▲▼の赤外線センサを実際にタッチして表示を切り替えてみましょう。
タッチするごとに 1Page 目と 2page 目が交互に表示されまた測定モードの表示は各 Page ごと設定により任意の表示方法が可能です。
以下は 1Page 目の表示例です。設定の方法については
項目 4.2.10 瞬時流量と積算流量の同時表示設定例を参照
してください。

るはずです。
1 page の表示例
質量瞬時流量値
瞬時流量バーグラフ

瞬時流量+12.345

Kg

0%

100

50

min

瞬時流量
積算流量

瞬時流量
瞬時流量バーグラフ
2 page の表示例
密度・温度・
積算流量表示

瞬時流量
積算流量
温度

+1000 kg/m3+20.0 ℃Σ： ＋12.345kg

瞬時流量
瞬時流量バーグラフ
積算流量

2.3 赤外線センサのタッチ操作方法

注記

本器を操作する場合は赤外線センサをタッチして行いま

赤外線センサは押しボタンタイプの操作に比べて若す。よって押しボタンタイプのようなクリック感はあり

干動作反応が遅めです。一呼吸（1 秒弱）おくぐらいません。本器を初めて操作されるかた、又は赤外線センの感覚でタッチ操作してください。

サータイプのタッチ操作に不慣れなかたは操作前に▲▼表示部右上に×マークが表示されている間はタッチの赤外線センサを実際にタッチしてタッチの感覚になれ操作ができないのでマークが消えるまで待ってくだることをお奨めします。

さい。（前ページ 2.1 項 変換器表示パネルの 6）

19

IM-F1073-J02

3

3.1.2

運 転

検出部通液とゼロ点調整の準備

検出部測定管内を満液状態にして、流体を静止させて本器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてください。この際、バルブにリークがなく、完全に流データ設定・調整がなされています。

体が静止していることを確認してください。

取付および配線が完了した後、本章の手順に従って

また、気泡が測定管内に残らないようにしてください。

操作していただければ、表示と電流およびパルスの流量信号が得られます。

注記

万一、運転開始時に不具合が生じた場合は、設定データの確認を行ってください。
また、特にご指定のない機能については標準設定値に設定されていますので、必要に応じて設定データの変更を行ってください。

検出部測定管内が液が抜けかかったり満液状態でな
いと、ゼロ点が安定ぜず、ハンチングしたりします。
必ず満液状態にしてください。

3.1 運転準備
3.1.1

注記

電源投入前の確認事項

スラリー液等の分離する液体を使用した場合には、検出部測定管内が満液状態であってもゼロ点が安定

取り付けおよび配線完了しましたら、電源投入・運転しない場合があります。

開始前に次の点を必ず確認してください。

この場合には、設備での循環運転を行い液体の混ざり具合が均一な状態になってから、ゼロ点の確認・

1）配 線調整を行ってください。

 電源および出力端子の配線に誤りのないこと。
 ケーブルが確実に端子に接続されていること。
 接地が確実に行われていること。
2）電源電圧3.2 運 転3）検出部の取付
 フランジボルトが確実に締めてあること。

3.2.1

 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。
4）使用流体通 電1）電源を投入してください。

 使用する流体の温度・圧力条件が適正であること。
※ 使用可能な温度・圧力範囲は、機種・口径等

変換部の内蔵マイクロプロセッサがイニシャルチ
ェックした後、測定値表示となります。

により異なります。

瞬時流量値表示のときは、ゼロ調整前ですので表示

テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照

がゼロにならないときがあります。

してください。

積算流量値表示のときは、メモリされている積算値が表示されます。

警告

次項のゼロ調整行った後、積算値のリセット操作をしてください。

使用可能な圧力範囲や温度範囲を超えた流体を流すと、本器に損傷を与えたり事故の原因になり

2）通電後、約 15 分間ウォームアップしてください。

ます。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照の
上、規定の温度・圧力範囲を必ず守ってください。

20

IM-F1073-J02

3.2.2

ゼロ調整

設置後、運転前に一度、必ずゼロ点の確認・調整を行ってください。
操作は、下図に示すように赤外線センサ付きですので、表示部ガラス蓋を取り付けたまま赤外線センサの上を指でタッチし操作してください。（赤外線センサのタッチ要領については 2.3 項を参照してください）

注記
ゼロ点調整の際は測定間内が完全に液封状態であることを確認し、空気やガスが入らないよう注意してください。
実際に測定する液体を約２分循環し（使用する流量の 50%以上で流すとよりよい）、その後ゼロ点調整を行うとより安定した理想的なゼロ点調整が行えます。
下右図で示すように流量計本体上下流に設置したバルブを使用して流れを完全に停止させてください。

注記
水平設置でのゼロ点調整は下流側バルブ２を閉めてから上流側バルブ 1 を閉めると確実に液封ができ、正確なゼロ点調整が可能になります。
また流量計上流側にポンプがある場合は必ず上流側のバルブ１を閉めてゼロ点調整を行ってください。

バルブ 1
（上流側）

バルブ 2
（下流側）

赤外線センサ

本器は、自動ゼロ調整機能をもっていますので、次の操作によりゼロ調整を行うことができます。
なお、ゼロ調整は一度行えば、電源を投入するたびに行う必要はありません。（ゼロ調整時の内部補正データを不揮発性メモリに保持しています。）
ゼロ調整 操作手順
表示内容例

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/min 等
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。
> から指を離す--> Quick setup
test

21

IM-F1073-J02

表示内容

キー操作方法test> Setupservice
Setup--> Process input
Concentration
Process input--> Zero and Offset
DensityC▼（2 回）タッチで Setup を選択する

C1> タッチで Process input の項目に入る

C1.1> タッチで Zero and Offset の項目に入る

Zero and Offsets C1.1.1--> Calibrate Zero
Zero add Offset> タッチで Calibrate Zero に入る

Calibrate Zero C1.1.1
Automatic> Calibrate Zero?
Automatic> タッチで Calibrate zero?が表示される
Automatic が表示選択されている

校正中の残り時間が表示（カウントダウン）されるPlease wait
xxx.x s（残り時間）
Calibrate ZeroC1.1.1

Passed が表示される

C1.1.1

ゼロ点校正結果（XX.XXX %）が表示される> Calibrate Zero?
PassedCalibrate Zero
Calibrate Zero
XX.XXX%
Zero and Offsets C1.1.1--> Zero calibration
Zero add Offset

 をタッチ

Process input--> Zero and Offsets
DensityC1.1

 をタッチ

Setup--> Process input
Concentration

C1

 をタッチC をタッチ

Test> Setupservice---> Save configuration?
Yes をタッチSave configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチする。
もし更新しない場合は、▼タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モードの表示画面に戻る

以上でゼロ点調整は完了です。
22

IM-F1073-J02

3.2.3

積算表示のリセット

積算表示を使用する場合は、運転前に積算値のリセット操作を行ってください。
次の操作で正方向、逆方向および正逆差流流量積算値がリセットされます。
積算表示リセット 操作手順
例：積算カウンター（All Totalisers）のリセット
表示内容

操作方法

流量測定モード 例）+1.000g/cm3＋25.0℃Σ1:＋123456789 kg
keep key pressed001.1s（残り時間が表示される）
A--> Quick setup
test
Quick setup--> Language
EnglishTag
Quick setup
Tag> Resetanalog outputs
Reset--> Reset errors
Totaliser 1
Reset
Reset errors> All Totaliser
Totaliser 1

左記は測定モードの２ページ目> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。
> から指を離すと quick setup が選択表示される。

A1

> タッチ

A3

▼（2 回）タッチで Reset の項目に入る

A3.1

> タッチ

A3.2

▼タッチで All Totaliser に入る

Reset
A3.2
Reset Totalize ?
No
Reset Totaliser ?
Yes※積算カウンタは 2 個（Totaliser 1 と 2）あります。
個別にリセットしたい場合は▼で Totaliser 1 又は 2 を選択してくだい。
> タッチで Reset Totaliser ?
No と表示される▼タッチで Yes を選択する

A3.2

 をタッチA3

 をタッチA--> quick setup
test
流量測定モード 例+1.000g/cm3＋25.0℃
Σ1:＋000000000 kg

 をタッチReset
reset errors> All Totaliser
Totaliser 1
Quick setup
Tag> ResetAnalog outputs

表示画面となり、 Totaliser 1（1）はリセットされます（左記は測定モード２ページ目）（最後の Save configuration ？の確認表示はされません）

23

IM-F1073-J02

3.2.4

運 転1）流体を流し、運転を開始してください。
2）表示器が瞬時流量表示のとき、正方向の流れで“－”が表示された場合には流れ方向が逆になっています。検出器の取り付け方向（流れ方向マークと流れ方向が一致しているか）を確認してください。
3）流量レンジ、パルスレートの変更、表示内容の変更などを行う場合は、次章を参照して設定データの変更を行って
ください。

3.2.5

密度校正

密度校正は実際に使用される流体が流量計センサチューブ内に通液されている場合のみ実行できます。
密度校正は1点校正と２点校正がありますが、本書では簡単かつ正確に行える１点校正の方法を説明します。
１点校正の方法は二つあり①水道水②実際のプロセス液で行う方法があります。
水道水で行う場合は水道水を、実際の液で行う場合はその液体を使用する流量で約 30 分循環運転してください。
また何らかの要因で密度校正が上手く行えなかった場合は工場出荷の状態（Default）に戻すことも可能です。

注記
MASSMAX3400 シリーズは微少流量用の流量計で測定管が 1～4mm と細く測定管内の液量も少ないため密度測定の分解能が低く密度測定は参考値となります。
高精度な密度管理や監視を行う場合は MASSMAX7300、6400 シリーズのサイズ 15mm 以上を推奨いたします。

①水道水で密度の校正を行う場合のキー操作例を以下に示します。
（なるべく使用する流量で流した状態で行ってください）
表示内容例

キー操作方法

密度測定モード例）1.1000 g/cm3 等
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

A> から指を離す

C▼（2 回）タッチで Setup を選択する

C1> タッチで Process input の項目に入る

C1.2> タッチで Process input C1.1 表示後に▼タッチで Density の項目に入る--> Quick setup
test
test
> Setupservice
Setup--> Process input
Concentration
Process input
Zero and Offsets> Density
Filters

24

IM-F1073-J02

Density
C1.2.1--> Calibrate Density
Density Mode Sel> タッチで Calibrate Density に入る

Calibrate Density C1.2.1
1 Point calibration
Density calibration?
1 Point Calibration
Calibrate Density C1.2.1●
Town Water
Density Calib. ProductTown Water
Density calib
C1.2.1> タッチで 1 Point Calibration を表示される

Single Pt．Calib．
OK※密度校正をしない場合は▼タッチで Break を選択

 をタッチで Town Water（水）を表示される

 をタッチすると OK が表示される

 をタッチすると校正中の残り時間が表示（カウントダウン）される。約 20 秒

please wait
xxx.x s（残り時間）

Density Calibration Passed が表示されたら密度校正は完了。
Density Calibration
Passed※Calibration Error が表示された場合は、測定管内の液が抜けているか、気泡混入の可能性がありますので満液状態にしてください。

DensityC1.2.1--> Density calib
Density Mode Sel をタッチ

Process input
Zero and Offsets> Density
FiltersC1.2

 をタッチ

Setup--> Process input
Concentration

C1

 をタッチC をタッチ

Test> Setupservice---> Save configuration?
Yes をタッチSave configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチする。
もし更新しない場合は、▼タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モードの表示画面に戻る。

密度表示値が水の密度と合致しているか確認してください。

25

IM-F1073-J02

②実際の液で校正を行う場合のキー操作例を以下に示します。
（なるべく使用する流量で流した状態で行ってください）
実際の液体 1.200 g/cm3 に校正する場合の例
表示内容例

キー操作方法

密度測定モード例）1.1000 g/cm3 等
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

A> から指を離す

C▼（2 回）タッチで Setup を選択する

C1> タッチで Process input の項目に入る

C1.2> タッチで Process input C1.1 表示後に▼タッチで Density の項目に入る--> Quick setup
test
test
> Setupservice
Setup--> Process input
Concentration
Process input
Zero and Offsets> Density
Filters

DensityC1.2.1--> Density calib
Density Mode Sel
Calibrate Density C1.2.1
1 Point calibration
Density calibration?
1 Point Calibration
Calibrate Density C1.2.1●
Town Water
Density Calib. ProductTown Water
Calibrate Density C1.2.1●
Town Water
Density Calib. Product
Other
Density calib
C1.2.1+0.9982
Product Density Value+0.9982 g/cm3-1.0000．．．+5.0000
Density calib
C1.2.1+0.9982
Product Density Value+1.2000 g/cm3-1.0000．．
．+5.0000> タッチで Density calib に入る> タッチで 1 Point Calibration を表示される

 をタッチで Town Water（水）を表示される▲タッチで Other を選択する。

 をタッチすると+0.9982 等の以前実施した密度校正値が表示される。

> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲で数値を変更する（小数点も▼▲で変更可能）例）+0.9982 から+1.2000 に変更

26

IM-F1073-J02表示内容例
Density calib

キー操作方法C1.2.1

Single Pt．Calib．
OK をタッチすると OK が表示される※密度校正をしない場合は▼タッチで Break を選択
 をタッチすると校正中の残り時間が表示（カウントダウン）される。約 20 秒

please wait
xxx.x s（残り時間）

Density Calibration Passed が表示されたら密度校正は完了。
Density Calibration
Passed※Calibration Error が表示された場合は、測定管内の液が抜けているか、気泡混入の可能性がありますので満液状態にしてください。

DensityC1.2.1--> Density calib
Density Mode Sel をタッチ

Process input
Zero and Offsets> Density
FiltersC1.2

 をタッチ

Setup--> Process input
Concentration

C1

 をタッチC をタッチ

Test> Setupservice---> Save configuration?
Yes をタッチSave configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチする。
もし更新しない場合は、▼タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モードの表示画面に戻る。

密度指示値と調整した密度値が合致しているか確認してください。
必要に応じて密度校正値を微調整し直してください。

27

IM-F1073-J02

4. データ設定
4.1 設定の概要
MASSMAX 質量流量計は測定を行う測定モードと各種設定を行う際の設定モードの二つのモードがあります。
1)

測定モード

常時流量・密度・密度等を測定してる時のモードです。電源を入れて何も操作しなければいつも測定モードの表示がされます。

2)+12.345

Kg

0%

100

50

min

現在流量計が測定している各種測定値等を表示します。
測定モードでの表示は 4 つの表示 Page があり▲▼の 赤外線センサをタッチすることで表示の切り替えが可能です。
項目 2.2.1 測定モード（流量測定時）の表示例
参照してください。

設定モード

流量レンジ、表示機能、電流・パルス出力、テスト機能など各種機能を変更・操作する時のモードです。

>, , ▲, ▼の赤外線センサをタッチすることによりデータ設定操作を行うことができます。

表示の例は A：Quick Setup 設定メニュー表示

A--> Quick Setup
Test

最上段に現在のメニューの記号や番号が表示される。
中段 > 記号太文字部分には現在の設定メニュー内容が表示される。
下段には次のメニューが仮表示される。

設定モードは大きく A,B,C 3 個のメインメニュー（A：Quick Setup、B：Test、C：Set up）があり、各メインメニューにはそれぞれサブメニューやファンクションメニューに枝分かれし、各データ・操作メニューを持っています。
設定モードの途中で 5 分間何もせず放置すると直前の変更内容は更新されないまま自動的に測定モードに復帰します。

28

IM-F1073-J02

 データ設定フロー 図 1

メインメニュー

>▲B Test>A1 Language↓↑（▼▲）
A7 Operation mode

A Quick Setup▼

サブメニュー２

サブメニュー１▲＊＊＊＊＊（各データ）







>

>

>



（各データ）

>
C1 Process Input↓↑（▼▲）C6 Device



＊＊＊＊＊

B1.1 Massflow↓↑（▼▲）
B3.4 Display

>C Setup

各データ>
A3.1 Reset Error↓↑（▼▲）
A5.3 Value Per Pulse

B1 Simulation↓↑（▼▲）
B3 Information▼

各データまたはファンクション
メニュー>
C1.1 Calibration↓↑（▼▲）
A6.9 Quick Set-up

C1.1.1 Zero Calibration↓↑（▼▲）
A6.9.3 Reset Totaliser 3＊＊＊＊＊（各データ）



設定モードは>, , ▲, ▼の赤外線センサをタッチすることに操作します。
各>, , ▲, ▼赤外線センサの動作機能内容は以下のとおりです。

赤外線
センサ

測定モード

▲, ▼

1～4page の測定モード表

上下キー

示を切り替える。

メインメニュー
各メニューを選択する

設定モード
サブ・ファンクション
メニュー
各サブ・ファンクショ
ンメニューを選択する

質量瞬時流量値・瞬時流量バーグラフ、密度・温度・積算流量、エラー表
示、トレンドグラフなどを表示することが可能で

>
移動キー



す。
2.5 秒以上長押しすると設定モードに入る

データ
反転アクティブ表示になったデータ内容
や数値を選択・変更する。
・数値の変更・単位の変更・機能内容の変更
・小数点の移動サブ・ファンクション
メニューへ移動する

データに移動する

変更する数値桁へ移動する。

測定モードに戻る

サブ・メインメニューに戻る

データ内容（数値や機能内容）の確定

エンター
キー

注記
設定モードの途中で 5 分間操作をせず放置すると直前の変更内容は更新されないまま自動的に測定モードに復帰します。

29

IM-F1073-J02

4.1.1

設定手順

本器の流量レンジ、表示機能、出力パルスレートなどの出力仕様、各機能などのデータ設定はすべてフロントパネルの赤外線センサの設定キー－の操作により行います。
データ設定フローを示します。（メインメニューからサブメニュー2 まで）
 データ設定フロー 図 2+12.345

Kg

0%

100

50

min

>

測定モード

約 3 秒間長押して離すと A Quick Setup の画面に移動する。

>>
サブメニュー１

メインメニュー

▼▲A Quick Setup




▼

▲

A1 Language
A2 Tag
A3 Reset

A4 Analogue Outputs



A5 Digital Output

B Test

サブメニュー２

A6 GDCIR Interface
A7 Flow Direction
A8 Zero Calibration
A9 Operation Mode
B1 Simulation

B2 Actual Value

30

▼

▲

A3.1
A3.2
A3.3
A3.4
A3.5
A4.1
A4.2
A4.3
A4.4
A4.5
A5.1
A5.2
A5.3
A5.4

Reset Error
ALL Totalisers
Totaliser 1
Totaliser 2
Totaliser 3
Measurement
Unit
Range
Low Flow Cut Off
Time ConstantMeasurement
Pulse Value Unit
Value p Pulse
Low Flow Cut Off

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.6
B1.7
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9

Mass Flow
Volume Flow
Density
Temperature
Current Output A
Status Output C
Control Input B
Pulse Output D
Operating Hours
Date and Time
Mass flow
Volume Flow
Velocity
Density
Temperature
Strain 1
Strain 2
IM-F1073-J02

B2.10 Tube Frequency
B2.11 Driver Level
B2.11 Sensor A Level
B2.13 Sensor B Level
B2.14 2 Phase Signal
B2.15 SE PCB Temp
B2.16 Act Operation Mode
B3.1 Status Log
B3.2 Status Details
B3.3 C Number
B3.4 Sensor Electronics
B3.6 Electronics Revision
B3.7 Sensor Revision
C1.1 Zero and Offset
C1.2 Density
C1.3 Filter
C1.4 System Control
C1.5 Diagnosis
C1.6 Information
C1.7 Flow Carib
C1.8 Density Carib
C1.9 Simulation

B3 Information

C Set up

C1 Process input

C2 Concentration
C3 I/ O

C3.1 Hardware
C3.X Current Output
C3.X Frequency Output
C3.X Pulse Output
C3.X Status Output
C3.X Limit Switch
C3.X Control Input
C4.1 Totaliser 1
C4.2 Totaliser 2
C4.3 Totaliser 3
C5.1 PV is
C5.2 SV is
C5.3 TV is
C5.4 4V is
C5.5 Hart Units
C6.1 Device info
C6.2 Display
C6.3 1st Meas. Page
C6.4 2nd Meas. Page
C6.5 Graphic Page
C6.6 Special Functions
C6.7 units
C6.8HART
C6.9 Quick Set-up

C4 I/O Totalisers
C5 I/ O HART

C6 Device

・設定モードメインメニューの解説

設定モードは大きく A,B,C 3 個のメインメニュー（A：Quick Setup、B：Test、C：Set up）があります。
メインメニューの主な機能・役割は以下のとおりです。
メインメニュー
A Quick Setup

B TestC Set up

主な機能・役割
・流量積算値のリセット
・電流出力・パルス出力のローカットオフや時定数の変更等 比較的簡単な設定変更を行う場合に使用・流量計の各種出力（電流・パルス・状態出力等）とお客様受信側計器等との信号取り合い確認（ループチェック）時に使用。
・トラブル時の自己診断機能・ゼロ点調整の実施
・流量計の各種出力（電流・パルス・状態出力等）の詳細設定。
・表示の各詳細設定
31

IM-F1073-J02

C Set up データ設定メニューの構成
本器の Set up データ設定項目は次のような階層メニューで構成されています。

サブメニュー１

サブメニュー２

ファンクション
メニュー

C1 Process Input

C1.1 Calibration↓↑（▼▲）
C1.8 Simulation

C1.1.1 Zero Calibration↓↑（▼▲）
C1.8.3 Temperature

C2 Concentration

各データ

＊＊＊＊＊

（各データ）＊＊＊＊＊（各データ）
準備中

C3 I/O

C3.1 Hardware↓↑（▼▲）
C3.X Control Input

C3.1.1 Terminal A↓↑（▼▲）
C.3.1.4 Terminal D

＊＊＊＊＊

C4

I/O Totaliser

C4.1 Totaliser 1↓↑（▼▲）
C4.2 Totaliser 2↓↑（）

C4.1.1 Totaliser Function↓↑（▼▲）
C4.2 10 Information

＊＊＊＊＊

C5

I/O Hart

C5.1 PV is↓↑（▼▲）
C5.4 4V is

C6 Device

C6.1 Device Info↓↑（▼▲）
C6.9 Quick Set-up（各データ）（各データ）＊＊＊＊＊（各データ）

C6.1.1 Tag↓↑（▼▲）
C6.9.3 Reset＊＊＊＊＊（各データ）・C Set up メニューの解説
C Set up メニューは 6 個のサブメニュー1（C1～C6）があります。
各サブメニュー1 の主な機能・役割は以下のとおりです。
サブメニュー１
C1 Process Input
C2 Concentration
C3 I/O
C4 I/O Counter
C5

I/O Hart

C6 Device

主な機能・役割・流量ゼロ点調整の実施
・密度校正
・流れ方向の設定
・検出部データ情報等
濃度計（準備中）
流量計の各種出力（電流・パルス・状態出力等）の詳細設定。
・レンジ設定・ローカットオフや時定数の設定等
流量積算表示の各種設定
ローカットオフや時定数の設定等
Hart 通信の設定(準備中)
・計器のデバイス情報表示 ソフトバージョン等
・表示の各種詳細設定 瞬時流量・密度・温度表示の単位や小数点設定。

32

IM-F1073-J02

4.1.2

設定キイ操作の例

1）測定モードから設定モードに切換える>キーを 2.5 秒間タッチします。
測定モード>キーを 2.5 秒間タッチ>キーから指を離すとはじめに Keep Key Pressed が表示さ設定モードのメインメニュー

れ Release Key Now が表示される。

A Quick が表示される。

X+12.345

Kg

0%

100

50

min

A

--> Quick Setup
Test

Keep key Pressed
XXX.X s注記
キー操作は少々要領が必要です。操作が思うようにいかない場合は、
2.3 項 赤外線センサのタッチ操作方法で予め練習してください。

2）メインメニューとサブメニュー１を切り換える
例）ＡQuick Setup と A1 Language を切り換える場合
サブメニュー１

メインメニュー

>A--> Quick Setup
Test

A1

--> LanguageTag3) サブメニュー1 とサブメニュー2 を切り換える例）C1 Setup と C1.1 Zero and Offsets と C1.1.1 Zero calibration を切り換える場合
サブメニュー２

サブメニュー１
Setup--> Process input
Concentration

C1>

Process input
C1.1--> Zero and Offsets>

Density

Zero and Offsets C1.1.1--> Zero calibration
Zero add Offset




注記

設定モードにてデータ設定を行っている途中で、何もキー操作をしない状態が 5 分間以上続くと、自動的に測定モードに戻ります。この場合、それまでに行ったデータの変更はすべて無効になりますのでご注意ください。

33

IM-F1073-J02

4.1.3
Fct.

設定項目一覧
表示 Display

項 目

Quick Setup

クイックセットアップ

A1
A2
A3
A 3.1
A 3.2
A 3.3
A 3.4
A4
A 4.1
A 4.2
A 4.3
A 4.4
A 4.5
A5
A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A6

Language
Tag
Reset
Reset errors
All totalisers
Totaliser 1
Totaliser 2
Analogue Output
Measurement
Unit
Range
Low Flow Cutoff
Time Constant
Digital Outputs
Measurement
Pulse Value Unit
Value Per Pulse
Low Flow Cutoff
GDC IR interface

言語
計器番号
リセット
エラーリセット
全積算カウンタリセット
積算カウンタ１リセット
積算カウンタ 2 リセット
電流出力
測定対象
測定単位
レンジ
ローカットオフ
時定数
パルス出力
測定対象
積算流量パルス単位
1 パルスの量
ローカットオフ
GDC インターフェース

A7

Flow Direction

流れ方向

ForwardA8
A9

Zero Calibration
Operation Mode

ゼロ点調整
動作状態

Break
MeasureFct.

表示 Display

Data

データ

A

その他選択可能項目等

English未入力/ Deutsch / Francais / Dancais / Polski / Portugues / 他

No
No
No
No

/ Yes
/ Yes
/ Yes
/ Yes

Mass flow
Kg/h
0.00…XXX.X kg/h
02.0±01.0 %004.0 sVolume flow / Density / Temperature 他
Kg/min, t/h, 他 A 4.1 で設定した測定対象による
数値入力
00.0…20.0%数値入力
000.1…100.0s（秒）数値入力

Mass flowkg
1.00000
0.000±0.000
Break

項 目

データ

kg
kg/h

Data

g/t/ 他
数値入力
数値入力
Activate/ Backwards 流れ方向選択
Forward：正面より 左→右 Backwards：正面より 右→左/ Automatic / Default / Manual （C1.1.1 と同じ）
/ Stop(測定停止) / Standby(測定スタンバイ)

その他選択可能項目等

B

Test

テスト

B1
B 1.1
B 1.2
B 1.2
B 1.4
B 1.5
B 1.6
B 1.7
B 1.8

Simulation
Mass Flow
Volume Flow
Density
Temperature
Current Out A
Control Input B
Status Out C
Pulse Out D

模擬出力
質量流量の模擬出力
体積流量の模擬出力
密度の模擬出力
温度の模擬出力
電流出力の模擬出力

パルス出力の模擬出力+X.XXXX+X.XXXX
X.XXXX
XXX.X
04
On
On
XXXXX

B 1._

Limit Switch C

警報出力の模擬出力

On

B 1._

Frequency Out D

周波数パルスの模擬出力

XXXXX

B2
B 2.1
B 2.2
B 2.3
B 2.4
B 2.5
B 2.6
B 2.7
B 2.8
B 2.9
B 2.10
B 2.11B 2.12B 2.13B 2.14B 2.15

Actual Values
Operating Hours
Date and Time
Mass Flow
Volume Flow
Velocity
Density
Temperature
Strain 1
Strain 2
Tube Frequency
Drive Level
Sensor A Level
Sensor B Level
2 Phase Signal
SE PCP Temp
Act. Operation
mode
Information
Status Log
Status Details
C Number

実際の運転状況
運転経過時間時計機能
質量瞬時流量表示
体積瞬時流量表示
流速表示
密度表示
温度表示
ストレインゲージ MT
ストレインゲージ IC
振動周波数
ドライブレベル
センサレベル A
センサレベル B
2 フェーズシグナル
SE PCP 温度

XXXXXX h
20XX XX / XX XX:XX＋X.XXXX
Kｇ/min＋X.XXXX
L/min＋X.XXXX
m/s
X.XXXX
g/cm3＋XXX.X
℃
XXX.X
Ohm
XXX.X
Ohm
XXX.XX
Hz
XXX.X
%
XXX.X
%
XXX.X
%
XXX.X
%
＋XXX.X℃

電源 ON がされている運転時間表示
現在の年月日時を表示。（場合よって調整要 →C6.6.6）
実際の質量流量表示
実際の体積流量表示
実際の流速表示
実際の密度表示
実際の温度表示
ひずみゲージ 1 の抵抗値
ひずみゲージ 2 の抵抗値
センサチューブの振動周波数
センサチューブ振動エネルギーレベル
センサ A 信号のバランスレベル
センサ B 信号のバランスレベル
2 層流信号レベル
検出部基板回路の温度表示

運転モード

Measuring

現在の運転モードを表示

B 2.16
B3
B 3.1
B 3.2
B 3.3
B 3.4
B 3.5
B 3.6
B 3.7

コントロール入力模擬

状態出力の模擬出力

インフォメーション
経過ログ
動作状況の詳細C ナンバー

Kｇ/min
ｌ/min
g/cm3
℃
mA

テスト機能
各出力の模擬出力機能
模擬出力する質量流量の数値入力（流量単位は C6.7.4 による）模擬出力する体積流量の数値入力（流量単位は C6.7.1 による）模擬出力する密度の数値入力（密度単位は C6.7.16 による）模擬出力する温度の数値入力
03.0…22.0mＡ模擬出力する電流の数値入力
On←→Off 切り換えて入力
On←→Off 切り換えて入力
数値入力 ※開始後 1 秒間で終了（例 100 カウント＝100Hz）
On←→Off 切り換えて入力（C3.1.3 で Limit Switch 選択時のみ表示）

Hz

CG32XXXXXX

Sensor Electronics“Bus interface”
Electronics Revision

Sensor Revision34

数値入力 ※任意の周波数パルスを継続して出力可能（C3.1.4 で Frequency Out 選択時のみ表示）

各回路のインフォメーション
過去に起こったエラーの内容と経過を表示
動作状況のメッセージを詳細に表示
C ナンバー
検出器基板のバージョン情報
Profibus、Modbus、FF 通信の変換器のみ表示
変換器バージョン情報
検出器バージョン情報

IM-F1073-J02

Fct.
C
C1
C1.1
C 1.1.1
C 1.1.2
C 1.1.3
C 1.1.4
C 1.1.5
C 1.2
C 1.2.1
C 1.2.2
C 1.2.3
C 1.2.3
C 1.2.4
C 1.2.5
C 1.2.6
C 1.2.7
C 1.2.8
C 1.2.9
C 1.3
C 1.3.1
C 1.3.2
C 1.3.3
C 1.3.4
C 1.4
C 1.4.1

表示 Display

項 目

データ

Data

Set up
Process input
Zero and Offsets
Zero Calibration
Zero Add. Offset
Pipe Diameter
Flow Correction
Zero Calib Log
Density
Calibrate Density
Density Mode Sel.
Fixed Density
Value

Density Ref Temp
Ref Density Slope
Standard Density

プロセス関連データ
ゼロ点調整・補正
ゼロ点調整
ゼロ点補正
パイプ径
ゲイン補正
ゼロ点調整のログ
密度
密度校正
使用密度選択Break+0.0000
XX.X+000.00/ Automatic / Factory Calib / Manual
Kg/h
mm
%

1 Point Calibration
Actual

2nd Calibration Point / Factory Calib / BreakFixed(固定) / Referred（温度参考） / Standard

固定密度の値

XXXX.XX kg/m3

固定する密度値（C1.2.2 にて Fixed 選択時のみ表示）

密度測定の基準温度
密度のスロープ値

XX.X ℃
X.XX kg/m3

密度測定の基準となる温度（C1.2.2 にて Fixed 選択時のみ表示）
1℃あたりの密度変化量（C1.2.2 にて Fixed 選択時のみ表示）

Temp
Standard Density K0Standard Density K1
Standard Density K2

Last Density Cal
Filters and Cutoff
Flow Direction
Press. Supp. Time
Press.Supp.Cutoff
Low Flow Cutoff
System Control
Function

前回密度校正日時
フィルタ・ローカット
流れ方向
工場設定項目工場設定項目低流量カットオフ値
ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ機能設定
ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ機能
ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ動作
条件
ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ上限値
ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ下限値
動作状況ﾓﾆﾀｰ機能
最高使用温度
最低使用温度
工場設定項目
動作状況ﾓﾆﾀｰ設定 1
動作状況ﾓﾆﾀｰ設定 2
動作状況ﾓﾆﾀｰ設定 3

前回行った密度の校正の日時
Forwards
00.0
00.0
00.2

s
%
%

No Action
DensityMax. Dens.
Min. Dens.
Diagnostics
Max. Rec. Temp.
Min. Rec. Temp.
2 Ph. Threshold
Diagnosis 1
Diagnosis 2
Diagnosis 3

C 1.5.7

Proc:Signal Low

Out of Specification

Proc:Signal Search

FailureFailureOut of Specification
Information
Out of Specification
Information
Out of Specification

Proc:System control

Config:Totaliser
Electr:Power Failure
Electr:IO Connection

Information
Sensor Type
Sensor ID
Nominal Massflow
Max allowed Temp
Min allowed Temp

Calibration Date
V No Sensor
Sensor Serial No.
V number Converter
Sensor Electronics

Flow Calib.

（Forward：正面より左→右／Backwards：左←右）/ Temperature（コントロール条件：密度又は温度を選択）

Condition

C 1.4.3
C 1.4.4
C 1.5
C 1.5.1
C 1.5.2
C 1.5.3
C 1.5.4
C 1.5.5
C 1.5.6

Proc:Current Input
Proc:2Phase Low/ Backwards
0.0…20.0
00.0…10.0
00.0…10.0/ Flow = 0

C 1.4.2

C 1.5.8
C 1.5.9
C 1.5.10
C 1.5.11
C 1.5.12
C 1.5.13
C 1.5.14
C 1.6
C 1.6.1
C 1.6.2
C 1.6.3
C 1.6.4
C 1.6.5
C 1.6.6
C 1.6.7
C 1.6.8
C 1.6.9
C 1.6.10
C 1.7-100…+100
前回行ったゼロ点調整の記録（ゼロ点・温度・日時）を表示

2.00000.5000

g/cm3
g/cm3

コントロール上限値（上限密度又は上限温度を入力）
コントロール下限値（下限密度又は下限温度を入力）℃℃

過去最高使用温度記録
過去最低使用温度記録
2 層流のエラーメッセージ

000.0
Off
Off
Off

以下の項目で定義した自己診断値を表示
Off/ Sensor Average (A+B)/ Sensor Deviation / Drive Level/ Tube Frequency / Strain 1 / Strain 2 / 2Phase signal
Signal Low 状態信号の選択
Information / Maintenance Required / Function Check /Out of Specification / Failure
Signal Search 状態信号の選択
Current Input 状態信号の選択
2Phase Low 状態信号の選択
System control 状態信号の選択
Totaliser 状態信号の選択
Power Failure 状態信号の選択
IO Connection 状態信号の選択

機器情報
検出器サイズ名称
検出器 ID 番号
公称最大流量
許容最高温度
許容最低温度校正日
検出器 V 番号
シリアル
変換器 V 番号
検出器基板
流用校正関連データ

C 1.7.1...25

CF 1 – 27

検出部流量固有定数

設定パラメータは添付の試験成績書を参照願います。

C 1.8
C 1.8.1...8

Density Calib
DCF1－8

密度校正関連データ
検出部密度固有定数

設定パラメータは添付の試験成績書を参照願います。

C 1.9

Simulation

模擬出力

C1.9.1Mass Flow

質量流量C1.9.2

Volume Flow

体積流量

B1.2 と同じ

C1.9.3

Density密度

B1.3 と同じ

C1.9.4Temperature

温度

C 2.0

Concentration

B1.1 と同じ

B1.4 と同じ
特殊機能（Option 準備中）

35

IM-F1073-J02

Fct.
C3
C 3.1
C 3.1.1
C 3.1.2
C 3.1.3
C 3.1.4
C 3.2

表示 Display

項 目

データ

Data

C 3.2.2
C 3.2.3
C 3.2.4

I/O
HardwareTerminals A
Terminals B
Terminals C
Terminals D
Current Output A
Range 0% ...
100%
Extended Range
Error Current
Error Condition

C 3.2.5

Measurement

測定値（出力）選択

Mass Flow

C 3.2.6
C 3.2.7
C 3.2.8
C 3.2.9
C 3.2.10
C 3.2.11
C 3.2.12
C 3.2.13
C 3.2.14
C 3.2.15
C 3.2.16
C 3.3

Range
Polarity
Limitation
Low Flow Cutoff
Time ConstantSpecial Function
ThresholdInformation
Simulation
4mA Trimming
20mA Trimming
Status Output B

フルスケール
流れ方向出力機能
出力リミット
ローカットオフ時定数
工場設定項目

Kg/hPositive polarity-120…+120 %00.5±00.0
%
004.0
s
off

工場設定項目模擬出力
工場設定項目工場設定項目ステータス出力

04.0
4.000020.000C 3.3.1

Mode

出力機能割り付け

Output A

C 3.3.2
C 3.3.3
C 3.3.4
C 3.3.5
C 3.4

Current Out A
Invert Signal
Information
Simulation
Status Output C

状態判別
ステータス反転工場設定項目工場設定項目ステータス出力

PolarityOff

C 3.4.1

Mode

出力機能割り付け

Output D

C 3.4.2
C 3.4.3
C 3.4.4
C 3.4.5
C 3.5
C 3.5.1
C 3.5.2
C 3.5.3
C 3.5.4
C 3.5.5
C 3.5.6
C 3.5.7
C 3.5.8
C 3.5.9
C 3.5.10
C 3.5.12

Pulse Output B
Invert Signal
Information
Simulation
Pulse Output D
Pulse Shape
Pulse withMax. Pulse Rate
Measurement
Pulse Value Unit
Value Per Pulse
Polarity
Low Flow Cutoff
Time Constant
Invert Signal
Information

状態判別
ステータス反転工場設定項目工場設定項目
パルス出力
パルスタイプ
パルス幅値
最大出力周波数
測定値（出力）選択
パルス出力単位
パルスレート
流れ方向出力機能
ローカットオフ時定数
工場設定項目工場設定項目PolarityOff

C 3.5.13

Simulation

工場設定項目

C4
C 4.1
C 4.1.1
C 4.1.2
C 4.1.3
C 4.1.4
C 4.1.5
C 4.1.6
C 4.1.7
C 4.1.8
C 4.1.9
C 4.1.10

I/O Totalisers
Totaliser 1
Totaliser Function
Measurement
Low Flow Cutoff
Time ConstantPreset Value
Reset Totaliser
Set Totaliser
Stop Totaliser
Start Totaliser
Information

積算機能
積算量選択
ローカットオフ時定数
プリセット値
積算リセット
積算設定
積算停止
スタート積算工場設定項目C 3.2.1

外部入出力
出力ハードウェアターミナル A
ターミナル B
ターミナル C
ターミナル D
電流出力標準変換器の出力（変換器のバージョンにより異なる）/ Off/ Off / Control Input / Limit switch/ Off / Limit switch/ Frequency Output / Off / Limit switch / Status Output

Current Output
Status Output
Status Output
Pulse Output

出力レンジ

04.0…20.0mA

04.0…20.0

拡張出力レンジ
エラー時出力
エラー識別条件

03.8…20.5
21.5
FailuremA
mA

03.5…21.5
03.0…22.0/ Out of Specification/ Volume Flow / Flow Velocity / 2 Phase Signal / Straon2 /Straon1 / Tube Frequency / Drive Level / Sensor Deviation/ Sensor Average / Density / Temperature // Negative Polarity / Absolute Value / Both Polarity-150…+150
00.0…20.0
000.1…100.0/ Automatic Range / External Range
C3.2.11 にて External Range 選択時のみ表示

mA
mA
mA
/ Totaliser 1,2 Preset / Flow Over Range / Flow Polarity /Maintenance Required / Out of Specification / Failure / Off /Output D / Output C / Output B // Over Range / Range Change A/ On/ Totaliser 1,2 Preset / Flow Over Range / Flow Polarity /Maintenance Required / Out of Specification / Failure / Off /Output D / Output C / Output B // Over Range / Range Change A/ On

Symmetric
0.05
01000.0
Hz
Mass Flowkg
1.00000
kg
Positive Polarity
0
Kg/h
000.0
s
Off

Symmetric（常時 50:50） / Automatic（自動） / Fixed（固定）C 3.5.1 で Fixed（固定）を選択時のみ表示（0.05～2000msec）
00000.0…10000.0/ Volume Flow
/ kg / t / g / mg / free unit / etc

Incremental Total
Mass Flow
0.000±0.00
Kg/h
000.0
s
1
kg

/ Decremental Total / Off / Absolute Total/ volume flow
初期値(default) : 0.000±0.000kg/h または kg/min など
000.0…100.0
0.00000….999999
No / Yes
0.00000….999999
No / Yes
No / Yes

0.00000

kg

36/ Negative Polarity / Absolute Value / Both Polarity
00.0…20.0
000.0…100.0/ On

IM-F1073-J02

Fct.

表示 Display

項 目

C 4.2

Totaliser 2

C 4.2.1

Totaliser Function

積算機能

C 4.2.10

Information

工場設定項目

C5
C 5.1
C 5.1.1
C 5.2

I/O HART
PV is
Current Out A
SV is
HART Dynamic
Var.
TV is
HART Dynamic
Var.
4V is
HART Dynamic
Var.
Hart Units

C 5.2.1
C 5.3
C 5.3.1
C 5.4
C 5.4.1
C 5.5
C6
C 6.1
C 6.1.1
C 6.1.2
C 6.1.3
C 6.1.4
C 6.1.5
C 6.1.6
C 6.1.7
C 6.1.8
C 6.1.9
C 6.2
C 6.2.1
C 6.2.2
C 6.2.3
C 6.2.4
C 6.3
C 6.3.1
C 6.3.2
C 6.3.3
C 6.3.4
C 6.3.5
C 6.3.6
C 6.3.7

DeviceDevice info
Tag
V Number Sensor
Sensor Serial No.
Sensor Revision

Absolute Total / Incremental Total /Decremental Total※Off 以外を選択すると C4.1 Totaliser 1 と同様の表示設定が可能

Off

Mass Flow

工場設定項目

Volume Flow

/ Mass Flow / Flow Velocity / Density / Temperature / etc

工場設定項目

Totaliser 1 Mass

/ Mass Flow / Flow Velocity / Density / Temperature / etc

工場設定項目

Totaliser 2 Volume/ Mass Flow / Flow Velocity / Density / Temperature / etc

C NumberElectronics Serial No.

変換器組立 No.

Electronics Revisiondisplay
LanguageContrast
Default Display
Optical Keys
1st Meas. Page
Function
1st Line Variable
Range
Limitation
Low Flow Cutoff
Time Constant
1st Line Format

検出器改良 No.
表示モード
表示言語
コントラスト
デフォルト表示赤外線センサーキー
表示（１ページ目）
表示行数
1 行目表示データ
1 行目フルスケール
1 行目表示リミット
1 行目ローカットオフ
1 行目時定数
1 行目表示小数点

C 6.3.8

2nd Line Variable

2 行目表示データ

C 6.4
C 6.4.1
C 6.4.2
C 6.4.3
C 6.4.4
C 6.4.5
C 6.4.6
C 6.4.7
C 6.4.8
C 6.4.9
C 6.4.10
C 6.4.11
C 6.5
C 6.5.1
C 6.5.2
C 6.5.3

2nd Meas. Page
Function
1st Line Variable
Range
Limitation
Low Flow Cutoff
Time Constant
1st Line Format
2nd Line Variable
2nd Line Format
3rd Line Variable
3rd Line Format
Graphic Page
Select Range
Range
Time Scale

表示（２ページ目）
表示行数
1 行目表示データ
1 行目フルスケール
1 行目表示リミット
1 行目ローカットオフ
1 行目時定数
1 行目表示小数点
2 行目表示データ
2 行目表示小数点
3 行目表示データ
3 行目表示小数点
バーグラフ表示設定
レンジ選択
縦軸スケール
タイムスケール

Converter Serial No.

Data

工場設定項目

表示機能
インフォメーション
タグネーム
検出器 V No.
検出器シリアル No.
検出器改良 No.
変換器 V No.
変換器シリアル No.
C No.

V Number Converter

データMax.8characters
VE734SXXXXXXXX…..
G13000XXXX…..
VE5344XXXXXXXX…..
G13000XXXX…..
CG330XXX….
01077XXX….

English+0
1st Meas. PageOn

/ Deutsch / Francais / Espanola / etc-9…0…+9/ None / Graphic page / Status Page / 2nd Meas. Page
/ Off 赤外線センサーキー動作の ON（有効）/OFF（無効）選択

Two Lines
Mass flow+0.00…XXX.X-120…+120
00.0±00.0
4#X.X/ Three Lines / One Line/ Volume Flow / Flow Velocity / Density / Temperature / etc
表示の流量レンジ-150…+150
00.0…20.0
000.1…100.0#X. … #X.XXXX / Automatic

Kg/h
%
%
s

Flow Velocity / Volume Flow / Mass flow / Temperature / Density /Sensor Average / Sensor Deviation / Drive Level / Tube Frequency /Strain1 / Strain2 / 2Phase Signal / Tolaliser1 Mass / Tolaliser1
Volume / Tolaliser2 Mass / Tolaliser2 Volume / Operating Hours

Bar graph

Three lines
Density0.500…2.500
g/cm3-120…+120%
00.0±00.0
%
4
s
#X.X
Temperature#X.X
Totaliser 1 Mass
Automatic/ Two Lines / One Line/ Volume flow / mass flow / temperature / etc.(C6.3.8 同様)

Manual+000±100002/ Automatic-100…+100
001…100%
min

37-150…+150
00.0…20.0
000.1…100.0#X. … #X.XXXX / Automatic/ Mass Flow / Volume Flow / Density / etc. (C6.3.8 同様)#X. … #X.XXXX / Automatic/ Volume Flow / Temperature / Density / etc. (C6.3.8 同様)#X. … #X.XXXX / Automatic

IM-F1073-J02

Fct.
C 6.6
C 6.6.1
C 6.6.2
C 6.6.3
C 6.6.4
C 6.6.5
C 6.6.6
C 6.6.7
C 6.6.8
C 6.7
C 6.7.1
C 6.7.4
C 6.7.7

表示 Display
Special
Functions
Reset Errors
Save Settings
Load Settings

項 目

データ

Data

特殊機能
No / Yes
Break / Breakup 2 /Breakup 1
Break / Breakup 2 /Breakup 2 / Factory Setting
0000
0000
時計あわせ機能 （西暦・月日・時刻）

Quick Access
GDC IR Interface
Units
Volume Flow
Mass Flow
Flow Velocity

エラーリセット
工場設定項目工場設定項目工場設定項目工場設定項目工場設定項目工場設定項目工場設定項目
単位設定
体積流量
質量流量
流速

20XX-XX-XX XX:XX
Off

L/h
kg/h
m/s

/ L/min / L/s / L/h / m3/h / m3/min / free unit / etc/ kg/min / kg/s / g/h / g/min / g/s / t/h / t/min / free unit / etc/ ft/s

C 6.7.9

Temperature

温度℃/ ○F / K

C 6.7.10
C 6.7.13
C 6.7.16

VolumeMass
Density

容量
質量
密度単位

L
kg
kg/m3

C 6.7.17

Text Free Unit

密度単位作成g/cm3

C 6.7.18（kg/m3）＊Factor

量ファクター

1.0000/ L / m3 / ml / free unit / etc/ kg / t / g / mg / free unit / etc/ kg/l / free unit / etc
C6.7.16 で free unit を選択した場合のみ表示設定可能。
g/cm3 の単位はここで作成。→▲▼キーで操作作成
C6.7.16 で free unit を選択した場合のみ表示設定可能。
g/cm3 の場合は 0.001 を入力

C 6.8
C 6.8.1
C 6.8.2

HART
HART
Address

HART On00

C 6.8.3

Message

C 6.8.4
C 6.9

Description
Quick Setup

HART 通信機能
HART 通信アドレス
HART 通信メッセー
ジ
HART 通信説明

C 6.9.1

Reset Totaliser 1

積算リセット 1

Yes

C 6.9.2

Reset Totaliser 2

積算リセット 2

Yes

C 6.9.3

Reset All
Totalisers

全積算リセット

Yes

Password Quick Set

Password Setup
Set Data and Time

Break / Active/ HART Off

HART MESSAGE
HART DESCRIPTOR/ No
積算リセットの受付可否 Yes（リセット可）/No（リセット不可）/ No
積算リセットの受付可否 Yes（リセット可）/No（リセット不可）/ No
全積算リセットの受付可否 Yes（リセット可）/No（リセット不可）

38

IM-F1073-J02

4.2 設定例
ここでは代表的な設定項目について、設定例を示してデータの設定方法を説明します。他の項目の設定を行う場合は類似の設定例を参照してください。

4.2.1

電流出力（DC4-20mA）の設定

1）電流出力のレンジ設定
ここでは出力端子 A の電流出力レンジを 4800kg/h から 4000kg/h に設定変更する場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

×
keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
Service
Setup
C3
Concentration
I/O
I/O Totalisers
I/O
C3.2
Hardware
Current out A
Status output B

Current out A C3.2.6
Measurement> range+0.00….+4800.kg/h
Polarity> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。
> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチで C3.1 Hardware 表示後に▼タッチで current out A の項目に入る> タッチで C3.2.1 Range 0%...20.0mA 表示後に▼（5 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….4800kg/h

Current out A C3.2.6
0.00…4800
range+0.00….+4800.kg/h> タッチで 変更モードに入る（変更できる数値は色が反転する。左端の０が反転）

Current out A C3.2.6
0.00…4800
range+0.00….+4800.kg/h> で桁位置（数値色反転）を移動させる。

上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される▲ ▼ で数値を変更する（小数点位置も▲ ▼で変更可能）例）0.00…. 4800kg/h から 0.00…. 4000.0kg/h に変更する場合の方法
1. > ボタンを 7 回数押して 8 の桁 0.00…. 4800g/h まで移動する。
2. ▲を 2 回数押して 8 の桁を 0 にする。

Current out A C3.2.6
measurement> range
0.00….4000.kg/h
polarity--> Save configuration?
Yes

変更が終わったら をタッチする
I/O
C3.2
Setup
C3
hardwareProcess input> current out A> I/Ostatus output B
I/O Counter

0.00…. 4000 kg/h
C
>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

39

IM-F1073-J02

4.2.2電流出力のローカットオフ設定例

ここでは出力端子 A の電流出力 ローカットオフ値を設定変更する場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
Service
Setup
C3
Concentration
I/O
I/O Totalisers
I/O
C3.2
Hardware
Current out A
Status output B

Current out A C3.2.9
Limitation> Low flow cutoff
00.200.0%
Time constantCurrent out A C3.2.9
0.0200.0%●
Low flow cutoff
00.200.0%
00.0…20.0
Current out A C3.2.9
02.001.0●
Low flow cutoff
02.001.0%
00.0…20.0
Current out A C3.2.9
limitation
> low flow cutoff
04.002.0%
time constant--> Save configuration?
Yes> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。
> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチで C3.1 Hardware 表示後に▼タッチで current out A の項目に入る> タッチ、▼（8 回）タッチで Low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）00.200.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で変更したい数値桁に右へ移動させる▼▲キーをタッチして数値を変更する例）00.200.0%から 02.001.0%に変更
 をタッチする
I/O
C3.2
Hardware> Current out A
Status output B

Setup
C3
Process input> I/O
I/O Counter

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

40

IM-F1073-J02

4.2.3電流出力の時定数設定

ここでは出力端子 A の電流出力 時定数を設定変更する場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等
×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--> Quick setup
Test
C
Test
> SetupService
Setup
Concentration> I/O
I/O Totalisers

C3

I/O
Hardware> Current out A
Status output B

C3.2> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る

Current Out A C3.2.10
Low flow cutoff> Time constant004.0 sspecial function
Current Out A C3.2.10
004.0●
Time constant004.0 s000.1…100.0
Current Out A C3.2.10
004.0●
Time constant
010.0 s000.1…100.0
Current out A C3.2.9> Low flow cutoff
Time constant
010.0 sSpecial function--> Save configuration?
Yes> タッチで C3.1 Hardware 表示後に▼タッチで current out A の項目に入る> タッチ、▼（9 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は 0.1sec）> で変更したい数値桁に右へ移動させる▼▲キーをタッチして数値を変更する例）004.0 s から 010.0 s に変更
 をタッチする
I/O
C3.2
Hardware> Current out A
Status output B

Setup
C3
Process input> I/O
I/O Counter

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

41

IM-F1073-J02

4.2.4

表示内容の設定表示器の表示内容は、特にご指定のない限り瞬時流量表示（kg/min 等の実流量単位）に設定されています。
表示内容を変更する場合の設定例を下記に示します。
1）瞬時流量表示のレンジ設定
ここでは 10kg/min から 15kg/min に設定変更する場合を示します
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
ServiceSetup
C6
I/O HART
device--Device
C6.3
Display
1st Meas. page
2nd Meas. page

> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

1st Meas.PageC6.3.3
1st Line VariableRange+0.00…+10.00kg/min
Limitation
1st Meas.PageC6.3.3
0.00…10.000●
Range+0.00….+10.00kg/h> タッチで C6.3.1Function 表示後に▼（2 回）タッチで Range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.00 kg/min

1st Meas.PageC6.3.3
0.00…10.000●
Range+0.00….+15.00kg/h>>

1st Meas.PageC6.3.3
1st Line VariableRange
0.00….15.00kg/min
Limitation--Save configuration?
Yes> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで device の項目に入る> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になります）
変更したい桁まで移動したら▼▲タッチして数値を変更する（小数点位置も▼▲で変更可能）例）0.00….10.00kg/h から 0.00….15.00kg/h に変更
 をタッチする
Device
C6.3
Setup
C6
C  をタッチしてDisplay
I/O HART
Test
いくと階層が戻> 1stMeas. page
> device> Setupる
2ndMeas.page--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

42

IM-F1073-J02

4.2.5瞬時流量表示のローカットオフ設定

表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等>

×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C

>

>

>

>

>

>

Test
Setup
ServiceSetup
I/O HART
Device---C6> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る

DeviceC6.3
Display
1st Meas. page
2nd Meas. page

> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（2 回）タッチで 1st Meas. page の項目に入る

1st Meas.PageC6.3.5
Limitation
Low flow Cutoff
00.000.0%
Time constant
1st Meas.PageC6.3.5
02.0000●
Low flow Cutoff
00.000.0%
00.0…20.0
1st Meas.PageC6.3.5
02.0000●
Low flow Cutoff
04.002.0%
00.0…20.0
1st Meas.PageC6.3.5
Limitation
Low flow Cutoff 
04.002.0%
Time constant--Save configuration?
Yes> タッチで C6.3.1Function 表示後に▼（4 回）タッチで Low flow Cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）00.000.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲タッチして数値を変更する。
例）00.000.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
Device
C6.3
Setup
C6
C  をタッチしてDisplay
I/O HART
Test
いくと階層が戻> 1stMeas. page
> device> Setupる
2ndMeas.page--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

43

IM-F1073-J02

4.2.6

瞬時流量表示の時定数設定

表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等>

×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C

>

>

>

>

>

Test
Setup
ServiceSetup
I/O HART
Device---C6> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る

DeviceC6.3
Display
1st Meas. page
2nd Meas. page

> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（2 回）タッチで 1st Meas. page の項目に入る

1st Meas.PageC6.3.6
Low flow cutoff
Time constant004.0 s
1st Line Format
1st Meas.PageC6.3.6
004.0●
Time constant004.0 s000.1…100.0
1st Meas.PageC6.3.6
004.0●
Time constant
010.0 s000.1…100.0
1st Meas.PageC6.3.6
004.0
Time constant
010.0 s000.1…100.0--Save configuration?
Yes> タッチで C6.3.1Function 表示後に▼（5 回）タッチで Time constant に入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は 0.1sec）> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲タッチして数値を変更する。
例）004.0 s から 010.0 s に変更
 をタッチする
Device
C6.3
Setup
C6
C  をタッチしてDisplay
I/O HART
Test
いくと階層が戻> 1stMeas. page
> device> Setupる
2ndMeas.page--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

44

IM-F1073-J02

4.2.7

瞬時流量表示の表示フォーマット設定

小数点の位置変更
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
ServiceSetup
C6
I/O HART
Device--Device
C6.3
Display
1st Meas. page
2nd Meas. page

> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

1st Meas.PageC6.3.7
Time constant
1st Line Format#X.XX
2nd Line Variable
1st Meas.PageC6.3.7
Automatic●
1st Line Format#X.XX> タッチで C6.3.1Function 表示後に▼（6 回）タッチで 1st Line Format に入る
現状の設定値が表示される例）#X.XX

1st Meas.PageC6.3.7
Automatic●
1st Line Format
Automatic>>

1st Meas.PageC6.3.7
Time constant
1st Line Format
Automatic
2nd Line Variable--Save configuration?
Yes> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（2 回）タッチで 1st Meas. page の項目に入る> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定内容が表示される▼▲タッチして固定少数点の桁数または自動小数点 Automatic を選択する例）#X.XX から Automatic に変更
 をタッチすして確定する。
▲をタッチするごとに#X.→#X.X→#X.XX→#X.XXX→#X.XXXX→Automatic と表示が出て選択が可能。
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意
Device
C6.3
Setup
C6
C  をタッチしてDisplay
I/O HART
Test
いくと階層が戻> 1stMeas. page
> device> Setupる
2ndMeas.page--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る
表示桁５桁で自動少数点表示される。

Kg

＋
0%

12.345min
50

100

45

IM-F1073-J02

4.2.8

トレンドグラフ表示の縦軸レンジ設定例）レンジ+100～－100%から+100～0%（縦軸）にする場合の+100 -+100 ---

設定例を以下に示します。

-100 

表示内容



2 min



+0



2 min





2 min



キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
ServiceSetup
C6
I/O HART
Device--Device
C6.5
2nd Meas. page
Graphic page
Special functions> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

Graphic page C6.5.2
Select range
Range+000100%
Time scale
Graphic page C6.5.2+000100●Range+000100%-100…+100
Graphic page C6.5.2+000100●Range+050050%-100…+100
Graphic page C6.5.2
Select range
Range

+050050%
Time scale--Save configuration?
Yes> タッチで C6.5.1 Select Range 表示後に▼タッチで Range に入る
現状の設定値が表示される例）+000100%（縦軸+100～－100%）> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（4 回）タッチで Graphic page の項目に入る+100 -100 > タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲で数値を変更する（左側の符号も▼▲で変更可能）例）+000100%から+050050%（縦軸+100～0%）に変更
 をタッチする
Setup
C6
C  をタッチしてDeviceC6.5
2nd Meas. pageI/O HART
Test
いくと階層が戻> Graphic page
> device> Setupる
Special functions--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る▼タッチで トレンド画面にする+100 -

スケール+100～0%（縦軸）のトレンドグラフが表示される。

+0 -





2 min



46

IM-F1073-J02

4.2.9

トレンドグラフ表示の横軸スケール設定例）タイムスケール 2 分から30 分（横軸）にする場合の+100 -+100 ---

例を以下に示します。

-100 

表示内容



2 min



-100




30 min





2 min



キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
ServiceSetup
C6
I/O HART
Device--Device
C6.5
2nd Meas. page
Graphic page
Special functions> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

Graphic page C6.5.3
Range
Time Scale
002 min--Graphic page C6.5.3
002●
Time Scale
002 min
001…100
Graphic page C6.5.3
002●
Time Scale
030 min
001…100
Graphic page C6.5.3
Range
Time Scale
030 min----Save configuration?
Yes> タッチで C6.5.1 Select Range 表示後に▼（２回）タッチで Time Scale に入る
現状の設定値が表示される例）002 min> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（4 回）タッチで Graphic page の項目に入る+100 -100 > タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（1 から 100 分まで）
> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲で数値を変更する例）002 min から 030 min に変更
 をタッチする
Device
C6.5
Setup
C6
C  をタッチして
2nd Meas. pageI/O HART
Test
いくと階層が戻> Graphic page
> device> Setupる
Special functions--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る▼タッチで トレンド画面にする+100 -

タイムスケール（横軸）30min のトレンドグラフが表示される

-100





30 min

47

IM-F1073-J02

4.2.10 瞬時流量と積算値の同時表示の設定例）表示 1Page 瞬時流量とバーグラフ表示
から瞬時流量と積算値にする場合の設定方法を以下に示します。

表示内容+12.345

Kg

0%

100

50

min

+12.345KgminΣ1：+1234.56 kg

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
ServiceSetup
C6
I/O HART
Device--Device
C6.3
Display
1st Meas. page
2nd Meas. page
1st Meas. Page C6.3.8
1st Line format
2nd Line Variable
Bargraph--1st Meas. Page C6.3.8
Bargraph●
2nd Line Variable
Bargraph

1st Meas. Page C6.3.8
Bargraph> 2nd Line Variable
Totaliser 1

1st Meas. Page C6.3.9
Automatic●
2nd Line format#X.
1st Meas. Page C6.3.9
Automatic
2nd Line format
#X. XX> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。
> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼（2 回）タッチで 1st Meas. Page の項目に入る> タッチで C6.3.1 Function 表示後に▼（7 回）タッチで 2nd Line Variable の項目に入る
現状の設定内容が表示される例）Bargraph> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
Bargraph が選択されている▼（5 回） タッチで Totaliser 1Mass を選択する
 をタッチする。
▼をタッチするごとに Operating Hour→Totaliser 2Vol→Totaliser 2Mass→
Totaliser 1Vol → Totaliser 1Mass → 2Phase Signal → Strain2 → Srain1 → Tube
Frequency → Drive level → Sensor Deviation → Sensor Average → Density →Temperature→MassFlow→VolumeFlow→FlowVolocity→Bargraph の順番で表示が出て選択が可能。
▼ タッチで C6.3.9 2nd Line format 表示後に> タッチで 2nd Line format の表示ファーマット変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される▼▲で固定少数点の桁数または浮動小数点 Automatic を選択する例）#X. から#X.XX に変更
 をタッチする▲をタッチするごとに#X.→#X.X→#X.XX→#X.XXX→#X.XXXX→#X.XXXXX→#X.XXXXXX→#X.XXXXXXX→#X.XXXXXXXX→Automatic と表示が出て選択が可能。
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意
48

IM-F1073-J02

1st Meas. Page C6.3.9
Automatic
2nd Line format#X. XX--> Save configuration?
Yes>

DeviceC6.3
Display
1st Meas. page
2nd Meas. page

Setup
I/O HART> device
---

C6

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

49

IM-F1073-J02

4.2.11 優先表示の変更。
測定モードの表示は標準で 1page が優先となっています。
よって 2page 等の表示をさせて 5 分間放置すると自動的に 1page の表示に戻ります。
設定 Menu C6.2.3 Default Disply ので行います。
例）優先表示を 1page から 2page にする場合の設定方法
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
ServiceSetup
C6
I/O HART
Device--Device
C6.2
Device Info
Display
1st Meas. Page
DisplayC6.2.3.
Contrast
Default Display
1st Meas. Page
Information
1st Meas. Page C6.2.3.
1st Meas. Page●
Default Display
1st Meas. Page

> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

1st Meas. Page C6.2.3.
1st Meas. Page●
Default Display
2nd Meas. Page

▲ タッチで 2nd Meas. Page を選択する
 をタッチする。

DisplayC6.2.3.
Contrast> Default Display
2nd Meas. Page
Information--> Save configuration?
Yes> から指を離す▼（2 回）タッチで Setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（5 回）タッチで Device の項目に入る> タッチで C6.1Device Info 表示後に▼タッチで Display の項目に入る> タッチで C6.2.1 Language 表示後に▼（2 回）タッチで Default Display の項目に入る
現状の設定内容が表示される例）1st Meas. Page
> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される。現在の 1st Meas. Page が選択されている▲をタッチするごとに 1st Meas. Page→2nd Meas. Page→Status Page→
Graphic Page→None と表示が出て選択が可能。
Device
C6.2
Setup
C6
C  をタッチし て
Device Info
I/O HART
Test
いくと階層が戻> Display> device> Setupる
1st Meas. Page--Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定モード表示画面（page.1）に戻る

50

IM-F1073-J02

4.2.12 パルス出力（pulse output）の設定
パルス出力は、出力パルス数を 1 パルス＝-------Kg、-------T など単位パルス当たりの容積設定で設定します。
設定例を下記に示します。
ここでは出力端子 D のパルス出力設定を変更する場合の例を示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
Service
Setup
C3
Concentration
I/O
I/O Totalisers
I/O
C3.5
status output C
Pulse Output D---> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

Pulse Output D
C3.5.5kg
Pulse Value unitkg

> タッチ、▼（4 回）タッチで Pulse Value unitの項目に入る

Pulse Output D
C3.5.5kg●
Pulse Value unit
Kg

> タッチ
▼タッチで kg, g, mg, t など単位を選択可能。

Pulse Output D
C3.5.6
Pulse Value unit
Value Per Pulse
1.00000kg
Polarity
Pulse Output D
C3.5.61.00000●
Value Per Pulse
0.10000kg

をタッチで Pulse Output D C3.5.5 表示後に▼タッチ

> で変更したい数値桁に右へ移動させる▼▲キーをタッチして数値を変更する例）1.00000kg から 0.10000kg に変更
 をタッチする

Pulse Output D
C3.5.6
Pulse Value unit
Value Per Pulse
0.10000kg

I/O
C3.5
status output C> Pulse Output D-----Save configuration?
Yes

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、I/O C3.1 表示後に▼（4 回）タッチで
Pulse Output D の項目に入る

Setup
C3
Concentration> I/O
I/O Totalisers

51

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

IM-F1073-J02

4.2.13 パルス出力のローカットオフ設定
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等>

×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C

>

>

>

>

>

>

Test
Setup
Service
Setup
Concentration
I/O
I/O Totalisers

C3

I/O
status output C
Pulse Output D
---

C3.5

> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る

Pulse Output D
C3.5.8Polarity
Low Flow Cutoff
0.000±0.000kg/h
Time ConstantPulse Output D
C3.5.80.000±0.000●
Low Flow Cutoff
1.000±0.000kg/h
Pulse Output D
C3.5.8Polarity
Low Flow Cutoff
1.000±0.000kg/h
Time Constant--Save configuration?
Yes> タッチ、I/O C3.1 表示後に▼（4 回）タッチで
Pulse Output D の項目に入る> タッチ、▼（7 回）タッチで Low Flow Cutoff の項目に入るの項目に入る> で変更したい数値桁に右へ移動させる▼▲キーをタッチして数値を変更する例）0.000kg/h から 1.000kg/h に変更
 をタッチする

>

I/O
C3.5
status output C
Pulse Output D
---

>

Setup
C3
Concentration
I/O
I/O Totalisers

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

52

IM-F1073-J02

4.2.14 状態出力の設定
状態出力は、標準で端子 C／C-又は B／B-,から出力されます。
（オプションの Module I/O 基板の場合は端子が異なります。1.5.2 端子配置図を確認してください）
状態出力には以下のいずれかを選択して出力させることができます。
• Off （無し：標準設定）• Failure（機器故障によるエラー－）• Out of specification （すべてのエラー－）• Maintenance Required（メンテナス要）• Flow Polarity （流れ方向判別）• Flow Over Range （流量オーバーレンジ）• Totaliser 1 preset （プリセットカウンタ 1）• Totaliser 2 preset （プリセットカウンタ 2）• Output A （ターミナル A による判別）• 0utput B （ターミナル B による判別）• Output C （ターミナル C による判別）• Output D （ターミナル D による判別）

端子 C／C-を状態出力として設定 Off から Flow Polarity （流れ方向判別）を出力させる設定例を以下に示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等>

×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C

>

>

>

>

>

>

Test
Setup
Service> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する

Setup
Concentration
I/O
I/O Totalisers

C3

I/O
Status output B
Status Output C
Freq output D

C3.4

Status Output C--ModeOff
Invert Signal
Status Output C
Output D
Mode
Off

C3.4.1> タッチで C3.4.1 Status Output C をの項目を表示させる。

C3.4.1●> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される。現在の Off が選択されている

Status Output C
Output D
Mode
Flow Polarity

C3.4.1●▲ 4 回タッチで Flow Polarity を選択する。

> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチ、I/O C3.1 表示後に▼（3 回）タッチで
Status Output C の項目に入る▲をタッチするごとに Failure→Out of specification→Maintenance Required→Flow Polarity→Flow Over Range→Totaliser 1 preset→Totaliser 2 preset→
Output A→0utput B→Output C→Output D→Off と表示が出て選択が可能。
53

IM-F1073-J02

>

>

>

>

>

Status Output C--ModeFlow Polarity
Invert Signal
Status Output C
Mode
Invert Signal
Off
Information
Status Output C
Off
Invert Signal
OffC3.4.1

 をタッチする。

C3.4.3▲をタッチして C3.4.3 Invert Signal を表示させる。

C3.4.3●> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される。現在の Off が選択されている▲ をタッチして On または Off を選択する。

Status Output C C3.4.3
Mode
Invert Signal
Off
Information--Save configuration?
Yes

Off：オープンコレクタ 正方向流れ時 Off 動作、逆方向流れ時 On 動作
On：オープンコレクタ 正方向流れ時 On 動作、逆方向流れ時 Off 動作
I/O
C3.4
Setup
C3
C  をタッチしstatus output B
Concentration
Testていくと階層> Status Output C
>
I/O
>
Setup
が戻る
freq output D
I/O Totalisers
Service
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定表示画面（page.1）に戻る

4.2.15 警報出力の設定
状態出力の標準端子 C／C-又は B／B-,を警報出力（Limit Switch）に変更し使用することができます。
（オプションの Module I/O 基板の場合は端子が異なります。1.5.1 端子配置図を確認してください）
警報出力には以下のいずれかを選択し、各警報点を数値設定して出力させることができます。
• Mass Flow （質量瞬時流量警報）• Temperature（温度警報）• Density（密度警報）• Sensor Average（自己診断警報：センサ信号 A,B の平均値）• Sensor Daviation（自己診断警報：センサ信号 A,B の差）• Drive Level（自己診断警報：測定管振動ドライブレベル値）• Tube Frequency（自己診断警報：測定管振動周波数）• Strain1, Strain2（自己診断警報：歪みゲージ 1,2 の値）• 2 Phase Signal（自己診断警報：2 相流信号）• Flow Velocity（流速警報）• Volume Flow（体積瞬時流量警報）
端子 C／C-を警報出力として Mass Flow Rate（質量瞬時流量警報）を選択し、警報点 100kg/min で出力させる設定例を以下に示します。
手順としては、まず出力端子 C／C-を状態出力から警報出力に設定変更し、次に警報出力する Mass Flow Rate（質量
瞬時流量警報）を選択して警報点 100kg/min を入力していきます。

54

IM-F1073-J02

表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等>

×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C

>

>

>

>

>

>

>

>

Test
Setup
Service> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する

Setup
Concentration
I/O
I/O Totalisers

C3

I/O--Hardware
Current Out A

C3.1> タッチ、I/O C3.1 表示させる。

HardwareTerminal B
Terminal C
Status Output
Terminals D
Hardware
Status Output
Terminal C
Status Output

C3.1.3> タッチ、Hardware C3.1.1 表示後に▼（2 回）タッチで
Terminal C の項目に入る

C3.1.3●>タッチで C3.4.3 変更モードに入る。

Hardware
Status Output
Terminal C
Limit Switch

C3.1.3●

HardwareTerminal B
Terminal C
Limit Switch
Terminal D
I/O--Hardware
Current Out A

C3.1.3C3.1

 をタッチする。

I/O
Status output B
Limit Switch C
Pulse Output D

C3.4▼（3 回）タッチで Status Output C の項目に入る

Limit Switch C--Measurement
Mass FlowThresholdC3.4.1> タッチ、I/O C3.4.1 表示させる。

> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る

現在出力端子 C／C-（Terminal C）の設定は状態出力 Status Output になっている。
▲ 1 回タッチで Limit Switch を選択する。
▲をタッチするごとに Status Output→Limit Switch→Off と表示が出て選択が可能。

 をタッチする。
出力端子 C／C-（Terminal C）の設定が警報出力 Limit Switch に変更された。

55

IM-F1073-J02

Limit Switch C
Mass Flow
Measurement
Mass Flow

>

>

>

>

>

>

>

>

C3.4.1●

Limit Switch C
C3.4.1--Measurement
Mass FlowThreshold
Limit Switch C
C3.4.2
Measurement
Threshold+80.00±0.800kgmin
Information
Limit Switch C
C3.4.2+80.00±0.800kg/min ●Threshold+80.00±0.800kg/min> タッチ。現在警報出力の設定は Mass Flow になっていることを確認する。なっていない場合は▲を数回タッチして Mass Flow を選択する。
▲ を タ ッ チ す る ご と に Temperature → Density → Sensor Average → Sensor
Deviation → Drive Level → Tube Frequency → Strain1 → Strain2 → 2 Phase
Signal→Flow Velocity→Volume Flow→Mass Flow と表示が出て選択が可能。
 をタッチする。

▲をタッチして C3.4.2 Threshold を表示させる。

>タッチで C3.4.3 変更モードに入る。
現在の警報点（流量値）設定が表示される。
表示の例は警報流量＋80kg/min でヒステリシスが±0.800kg/min

Limit Switch C
C3.4.2+80.00±0.800kg/min ●Threshold+100.0±1.000kg/min
Information> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲タッチして数値を変更する。（小数点の移動も可能）
例）警報点 100kg/min ヒステリシス±1kg/min

Limit Switch C
C3.4.2
Measurement
Threshold+100.0±1.00kgmin
Information
Limit Switch C
C3.4.4
Polarity
Time Constant
000.0 sInvert Signal
Limit Switch C
C3.4.40.000●
Time Constant
000.0 s000.0．．．100.0

数値設定が完了したら  をタッチする

Limit Switch C
0.000
Time Constant003.0 s000.0．．．100.0

C3.4.4●> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）変更したい桁まで移動したら▼▲タッチして数値を変更する。（小数点の移動も可能）
例）警報点の時定数 3 秒

Limit Switch C
Polarity
Time Constant003.0 sInvert Signal
Limit Switch C
Time Constant
Invert Signal
Off
Information
Limit Switch C
Off
Invert Signal
OffC3.4.4

警報点の時定数値設定が完了したら  をタッチする▲をタッチして C3.4.4 Time Constant（時定数）を表示させる。

>タッチで C3.4.4 変更モードに入る。
ここでは警報点の時定数を設定します。警報点のチャタリングを防止するために反応を鈍くする場合はこの時定数の数値を大きくしてください。設定可能範囲は 0～100 秒です。（標準初期設定：0 秒）

C3.4.5▲をタッチして C3.4.5 Invert Signal を表示させる。

C3.4.5●

タッチで Invert Signal 変更モードに入る。
ここではオープンコレクタのスイッチ動作を設定します。
▲ をタッチして On または Off を選択する。

56

IM-F1073-J02

Off：オープンコレクタ 通常時 Off 動作、警報時 On 動作
On：オープンコレクタ 通常時 On 動作、警報時 Off 動作>>

Limit Switch C
C3.4.5Time Constant
Invert Signal
Off
Information--Save configuration?
Yes

I/O
C3.4
status output B> Status Output C
freq output D

Setup
C3
Concentration> I/O
I/O Totalisers

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定表示画面（page.1）に戻る

4.2.16 コントロール入力の設定
注記
標準ではコントロール入力機能は設定されていません。端子 B／B-

をコントロール入力機能に設定してください。

オプションの Module I/O 基板の場合はコントロール入力の設定ができません。
状態出力の標準端子 B／B-,をコントロール入力（Control Input）に変更し使用することができます。
（オプションの Module I/O 基板の場合はコントロール入力の設定ができません。
）
コントロール入力機能は以下のいずれかを選択し、遠隔操作することができます。
• Off（機能停止）• Zero Calibration（ゼロ点調整）• Error Reset（エラーリセット）• Range change C（端子 C の 2 重レンジへの切り替え）• Range change A（端子 A の 2 重レンジへの切り替え）• Zero Output + Stop Tot.（すぺての出力をゼロにホールドし、すべての内蔵カウンタの停止

但し表示は除く）• Stop Totaliser 1 又は 2 （内蔵カウンタ 1 又は 2 の停止）
• Stop All Totalisers（すべての内蔵カウンタの停止）• Reset counter 1 又は 2（内蔵カウンタの 1 又は 2 のリセット）• Reset All Totalisers（すべての内蔵カウンタのリセット）• Output A 又は C 又は D to zero（指定した出力Ａ又は C 又は D をゼロにホールド）• All Outputs to Zero（すぺての出力をゼロにホールド

ただし表示、内蔵カウンタは除く）• Hold output A 又は C 又は D（指定した出力Ａ又は C 又は D をホールド）• Hold All Outputs（すべての出力をホールド ただし表示と内蔵カウンタは除く）
コントロール入力は電圧入力です。
Low ：DC0～2.5V, High ：DC19～32V

端子 B／B-をコントロール入力として積算値リセット機能する設定例を下記に示します。
手順としては、まず出力端子 B／B-を状態出力からコントロール入力に設定変更し、次にコントロール入力で操作する機能を選択し入力していきます。

57

IM-F1073-J02

表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等>

×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C

>

>

>

>

>

>

>

>

Test
Setup
Service> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する

Setup
Concentration
I/O
I/O Totalisers

C3

I/O--Hardware
Current Out A

C3.1> タッチ、I/O C3.1 表示させる。

HardwareTerminals A
Terminal s B
Status Output
Terminals C
Hardware
Status Output
Terminals B
Status Output

C3.1.2> タッチ、Hardware C3.1.1 表示後に▼（１回）タッチで
Terminal B の項目に入る

C3.1.2●>タッチで C3.4.3 変更モードに入る。

Hardware
Status Output
Terminals B
Control Input

C3.1.2●

HardwareTerminals A
Terminal s B
Control Input
Terminals C
I/O--Hardware
Current Out A

C3.1.2

C3.1

 をタッチする。

I/O
Current output A
Control Input B
Limit switch C

C3.3▼（2 回）タッチで Control Input B の項目に入る

Control Input B--ModeOff
Invert Signal

C3.3.1> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る

現在出力端子 B／B-（Terminals B）の設定は状態出力 Status Output になっている。
▲ 2 回タッチで Control Input を選択する。
▲をタッチするごとに Status Output→Limit Switch→Control Input→Off と表示が出て選択が可能。

 をタッチする。
出力端子 B／B-（Terminals B）の設定が Control Input コントロール入力に変更された。

> タッチ、I/O C3.3.1 表示させる。

58

IM-F1073-J02

Control Input B
Off
Mode
Off

C3.3.1●

Control Input B C3.3.1
Off
●
Mode
Reset All Totalisers

>

>

>

>

>

>

Control Input B
C3.3.1--Mode
Reset All Totalisers
Invert Signal
Control Input B
C3.3.2Mode
Invert Signal
Off
Information
Control Input B
C3.3.2
Off●Invert Signal
Off

Control Input B
C3.3.2Mode
Invert Signal
Off
Information
Control Input B
C3.3.2Mode
Invert Signal
Off
Information--Save configuration?
Yes> タッチ。現在警報出力の設定は Off になっている。

▼を 11 回タッチして Reset All Totalisers を選択する。

▼をタッチするごとに Calibrate Zero→Error Reset→Range change C,A→Zero
Output + Stop Tot.→Stop Totaliser 1 又は 2→Stop All Totalisers→Resetcounter 1 又は 2→Reset All Totalisers→Output A 又は C 又は D to zero→All
Outputs to Zero→Hold output A 又は C 又は D→Hold All Outputs→Offと選択表示が変わり設定可能。
 をタッチする。

▲をタッチして C3.3.2 Invert Signal を表示させる。

タッチで Invert Signal 変更モードに入る。
ここではコントロール入力（電圧信号 Hi）時の動作を設定します。
▲ をタッチして On または Off を選択する。
Off：電圧信号 Hi 時 動作、Low 時 待機
On：電圧信号 Low 時動作、Hi 時 待機
 をタッチする。

I/O
C3.3
Current output A> Control Input B
Limit switch C

Setup
C3
Concentration> I/O
I/O Totalisers

C
>

Test
Setup
Service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチ
 後、測定表示画面（page.1）に戻る

59

IM-F1073-J02

4.2.17 正逆両方向出力の設定
本器は、標準では正方向（または逆方向）の単一方向測定に設定されています。
設定方向と逆向き（反対向き）の流れの場合は電流・パルス出力又は周波数出力とも 0%となります。（表示器は“－”を表示）

逆方向 Backward

正方向 Forwards（Negative）（Positive）

流れ方向 C1.3.1 Flow Direction 設定
Forwards の時
Backward の時
100%

100%

0%

0%
正

逆

正

逆

電流出力（Current out A）を以下のように正逆両方向出力にする場合の設定例を下記に示します。

Absolute Value の時
100%

0%
逆

表示内容

正

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等
×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--> Quick setup
Test
C
Test
> SetupService
Setup
C3
Concentration> I/O
I/O Totalisers> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る

60

IM-F1073-J02

I/O
C3.2
Hardware> Current out A
Status output B
Current Out A
C3.2.7
Range> Polarity
Positive polarity
Limitation
Current Out A
C3.2.7
Absolute value●
Polarity
Positive Polarity
Current Out A
Absolute value
Polarity
Absolute Value> タッチで C3.1 Hardware 表示後に▼タッチで current out A の項目に入る> タッチで C3.2.1 Range0%．．100%表示後に▼（6 回）タッチで Polarity に入る
現状の設定値が表示される> タッチで 変更モードに入る
下段に現状の設定値が表示される

C3.2.7●▼（２回）タッチで Absolute Value を選択する（▼をタッチするごとに Positive Polarity 正方向のみの出力から、Both Polarities 正方向プラス表示と最小マイナス流量出力、
Absolute Value 正逆両方向出力、Negative Polarity 逆方向出力の設定が順番に表示されます） をタッチCurrent Out A
C3.2.7
Range> Polarity
Positive polarity
Limitation
I/O
C3.2
Hardware> Current out A
Status output B
Setup
Concentration> I/O
I/O Totalisers をタッチ をタッチC3C

 をタッチC （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチして設定完了。測定表示へ戻る

Test> SetupService

Save Configuration?
Yes

更新しない場合は、▲▼ タッチで No にして  をタッチすると設定は変更更新されないまま測定表示へ戻る
電流出力 Current Out A C3.2.7 又は C3.x.7 Polarity の設定項目で Both Polarities を選択すると以下のように正方向プ
ラス側出力と最小マイナス側流量を出力します。

100%

0%
逆

正

61

IM-F1073-J02

パルス出力（Pulse Output D）を正逆両方向出力にする場合の設定を以下に示します。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
Service
Setup
C3
Concentration
I/O
I/O Totalisers
I/O
C3.5
Status Output C
Pulse Output D--Pulse Output D
C3.5.7
Value Per Pulse
Polarity
Positive polarity
Low Flow Cutoff
Pulse Output D
C3.5.7
Absolute value●
Polarity
Positive Polarity
Pulse Output D
Absolute value
Polarity
Absolute Value

C3.5.7●> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチで C3.1 Hardware 表示後に▼（４回）タッチで Pulse Output D の項目に入る> タッチで C3.5.1 Pulse Shape 表示後に▼（6 回）タッチで Polarity に入る
現状の設定値が表示される> タッチで 変更モードに入る
下段に現状の設定値が表示される▼（２回）タッチで Absolute Value を選択する（▼をタッチするごとに Positive Polarity 正方向のみの出力から、Both Polarities 正方向プラス表示と最小マイナス流量出力、
Absolute Value 正逆両方向出力、Negative Polarity 逆方向出力の設定が順番に表示されます）Pulse Output D
C3.5.7
Range> Polarity
Positive polarity
Low Flow Cutoff
I/O
C3.5
Status Output C> Pulse Output D--Setup
Concentration> I/O
I/O Totalisers> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）

C3

 をタッチ をタッチ をタッチ

62

IM-F1073-J02

C

 をタッチC （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチして設定完了。測定表示へ戻る

Test> SetupService

Save Configuration?
Yes

更新しない場合は、▼ タッチで No にして  をタッチすると設定は変更更新されないまま測定表示へ戻る

周波数出力（Freq Output D）を正逆両方向出力にする場合の設定を以下に示します。
※C3.1.4 Terminal Output の設定が Frequency Output の場合のみ有効
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
C
Test
Setup
Service
Setup
C3
Concentration
I/O
I/O Totalisers
I/O
C3.5
Status Output C
Freq. Output D--Freq. Output D
C3.5.6
Range
Polarity
Positive polarity
Limitation
Freq. Output D
C3.5.6
Absolute value●
Polarity
Positive Polarity
Freq. Output D
C3.5.6
Absolute value●
Polarity
Absolute Value

Freq. Output D
C3.5.6Range> Polarity
Positive polarity
Limitation> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（2 回）タッチで setup を選択する> タッチで C1 Process input 表示後に▼（2 回）タッチで I/O の項目に入る> タッチで C3.1 Hardware 表示後に▼（４回）タッチで Freq. Output D の項目に入る> タッチで C3.5.1 Pulse Shape 表示後に▼（5 回）タッチで Polarity に入る
現状の設定値が表示される> タッチで 変更モードに入る
下段に現状の設定値が表示される▼（２回）タッチで Absolute Value を選択する（▼をタッチするごとに Positive Polarity 正方向のみの出力から、Both Polarities 正方向プラス表示と最小マイナス流量出力、
Absolute Value 正逆両方向出力、Negative Polarity 逆方向出力の設定が順番に表示されます） をタッチ

63

IM-F1073-J02

I/O
Status Output C> Freq. Output D
---

C3.5

 をタッチ

Setup
Concentration> I/O
I/O Totalisers

C3

 をタッチC をタッチC （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチして設定完了。測定表示へ戻る

Test> SetupService

Save Configuration?
Yes

更新しない場合は、▼▲ タッチで No にして  をタッチすると設定は変更更新されないまま測定表示へ戻る

64

IM-F1073-J02

4.3 機能テスト（模擬出力）
本器には模擬出力機能があり、各出力（A,B,C,D 端子）のループチェックを行うことができます。
この機能は
・

電流出力

・

パルス出力

・

状態出力

・

警報出力

を、実際の測定（流量・密度・温度等）とは関係なく任意に模擬出力できます。

注記
模擬出力は流量や密度値を任意入力して電流・パルス・警報出力を同時に模擬出力する方法と、電流値やパルス数を個別に模擬出力する方法があります。
以下の例では標準出力の場合を示しますが、オプション出力（1,2,3）の場合でも基本的な要領は同じです。
各出力（A,B,C,D 端子）の表は以下のとおりです。機能テストを行う前に該当する変換器仕様を確かめてください。
標準出力とオプション 1,2,3 の出力結線表
変換器※HART 通信は準備中

標準出力

オプション１
電流 2 出力
パルス・状態
1 出力（6A８）

オプション２
電流３出力
パルス・状態
1 出力（6AA）

オプション３
電流２出力
パルス・状態
２出力
（6AE）

パルス又は
状態出力

パルス又は
状態出力

パルス又は
状態出力

パルス又は
状態出力１

状態出力又は警報出力

電流出力１（内部電源）
HART

電流出力１（内部電源）
HART

電流出力 1（内部電源）
HART

電流出力 2（内部電源）

電流出力 2（内部電源）

電流出力 3（内部電源）

パルス又は状態出力 2

仕様
極性
D－

－

D

＋

C－

－

C

＋

端

B－

－

子

B

＋

状態出力又はコントロール入力
電流出力１（内部電源）HART

A＋
A－

－

A

＋

電流出力１

電流出力 2（内部電源）（内部電源）HART

テスト機能のメニュー（標準出力）
B1.1：Mass flow 質量流量を任意に入力して模擬出力
B1.2：Volume flow 体積流量を任意に入力して模擬出力
B1.3：Density 密度を任意に入力して模擬出力
B1.4：Temperature 温度を任意に入力して模擬出力可能
B1.5：（端子 A）Current Output A 電流出力の模擬出力
B1.6：（端子 B）Status Output B 状態出力又は警報出力（Limit switch B）の模擬出力
B1.7：（端子 C）Status Output C 状態出力又は警報出力（Limit switch C）の模擬出力
B1.8：（端子 D）Pulse Output D 積算パルス又は周波数パルス（Frequency output D）の模擬出力にて行います。
※オプション 1,2,3 の出力にいて：B1.1～1.4 は上記と共通。B1.5～1.8（端子 A,B,C,D）は上記出力結線表のとおりオプションにより異なる。
以下の例では標準出力
・A／Ａ+,A-：電流出力

Current Output

・B／B-：状態出力 Status Output
・C／C-：警報出力

Limit Switch

・D／D-：パルス出力（又は周波数出力）Puls Output or Frequency Outputの端子設定になっている場合の機能テスト操作方法を示します。
65

IM-F1073-J02

4.3.1

質量流量の模擬出力

本機能は質量流量に関係する全ての出力（電流出力 4-20mA、パルス出力、警報出力）を一括でループチェック可能な模擬出力機能です。
出力させたい質量流量の値を直接変換器に入力し、それに応じた模擬出力を各出力にさせます。
例）変換器の設定が電流出力 4-20mA：フルスケール 0－100kg/min、パルス出力 1kg/P、流量警報 80kg/min の場合。
模擬出力 100kg/min を入力すると電流出力は 20mA
パルス出力は 1 分間で 100 カウント
流量計警報出力はオンが出力されます。
100kg/min の模擬出力をする操作方法の例
メニューB1.1 Mass flow にて行います。（体積流量の場合は B1.2 Volume Flow にて同様に実施可能）
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
B
Quick setup
Test
Setup
Test
B1
--Simulation
actual values
Simulation
B1.1--Massflow+0.0000kg/h
Volume flow
Simulation
B1.1> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

> タッチで B1.1 を表示させる。

※体積流量（L/h 等）の場合は▼1 回タッチで B1.2 Volume Flow を表示させる。
流量単位（L/h 等）が変わるだけで基本要領は同じ。
> タッチで Mass Flow Set Value を表示させる。

Mass FlowSet value
Simulation+0.0000
Mass Flow＋0.0000 kg/min

B1.1●

Simulation+0.0000
Mass Flow＋100.00 kg/min

B1.1●

 （1 回）タッチで、模擬出力の流量入力モードに入る
下段に現状の設定値が表示される（＋0.0000 kg/min）
現在 0kg/min の模擬出力がセットされています。
100kg/min の模擬出力にセットする。
> タッチして桁位置を移動させ、▼▲タッチで数値を変更する。
（桁が移動すると数値が反転表示になり変更が可能。小数点も反転表示で▼▲にて移動可能）左の表示例は 100kg/min

66

IM-F1073-J02

Simulation

B1.1

 （1 回）タッチで Start simulation?

B1.1

 （1 回）タッチで Mass Flow ＋100.00 kg/min が表示される。
現在 各出力端子から電流出力は 20mA

Yes が表示させる。

Start simulation?
Yes
Simulation
Mass Flow＋100.00 kg/min

Simulation--> Massflow+100.00kg/min
Density

パルス出力は 1 分間で 100 カウント
流量計警報出力はオンが出力されます。
受信計器（上位コンピュータ等）側で入力を確認してください。
 （1 回）タッチで 100kg/min の模擬出力完了。

B1.1

Test
--> Simulation
actual values

電流出力は 20.mA から 4.0mA 等に下がります。
パルス出力はカウント停止
流量計警報出力はオフとなります。
 （1 回）タッチ

B1

B （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

Yes で  をタッチして設定完了すると、次回模擬出力時にメニュー画面 B1.1 の表示画面に 100.00kg/min がメモリされる。
メモリしない場合は、No にして  をタッチする。

4.3.2

密度の模擬出力密度測定に関係する出力（電流出力 4-20mA、警報出力）を一括でループチェック可能な模擬出力機能です。
出力させたい密度の値を直接変換器に入力し、それに応じた模擬出力を各出力にさせます。
例）変換器の設定が電流出力 4-20mA：密度スケール 0－1g/cm3、密度警報 0.9g/cm3 の場合。
模擬出力 1.000 g/cm3 を入力すると電流出力は 20mA
密度警報出力はオンが出力されます。
1.000g/cm3 の模擬出力をする操作方法の例
メニューB1.3 Density にて行います。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等
×Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--> Quick setup
Test> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す

67

IM-F1073-J02

B
>

>

>

>

Quick setup
Test
Setup
Test
--Simulation
actual values
Simulation--Massflow+0.0000kg/h
Volume flow
Simulation--Density
1.0000g/cm3
Temperature
Simulation

B1▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

B1.1> タッチで B1.1 を表示させる。

B1.3▼1 回タッチで B1.3 Density を表示させる。

B1.3> タッチで Density Set Value を表示させる。

Simulation
1.0000Density
1.0000g/cm3
50.000-06…5.0000

B1.1●

 （1 回）タッチで、模擬出力の流量入力モードに入る

Simulation

B1.1

Density
Set value

密度の模擬出力値 1.0000g/cm3 が表示される。
値を変更したい場合は> タッチして桁位置を移動させ、▼▲タッチで数値を変更する。
（桁が移動すると数値が反転表示になり変更が可能。小数点も反転表示で▼▲にて移動可能） （1 回）タッチで Start simulation? Yes が表示させる。

Start simulation?
Yes
Simulation （1 回）タッチで Density 1.0000g/cm3 が表示される。
現在 各出力端子から電流出力は 20mA

B1.1

Density
1.0000g/cm3

Simulation--> Density
1.0000g/cm3
Temperature
Test--> Simulation
actual values

密度警報出力はオンが出力されます。
受信計器（上位コンピュータ等）側で入力を確認してください。
 （1 回）タッチで Density 1.0000g/cm3 の模擬出力完了。

B1.3

電流出力は 20.mA から 4.0mA 等に下がります。
密度警報出力はオフとなります。
 （1 回）タッチ

B1

B （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？Yes 又は No が表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

Yes で  をタッチして設定完了すると、次回模擬出力時にメニュー画面 B1.3 の表示画面に模擬出力の密度値がメモリされる。
メモリしない場合は、No にして  をタッチする。

68

IM-F1073-J02

4.3.3電流出力の模擬出力

A／A+, A-：電流出力の機能テストを用いて 4mA と 20mA の模擬出力する操作方法の例
メニューB1.5 にて行います。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
B
Quick setup
Test
Setup
Test
B1
--Simulation
actual values
Simulation
B1.1
Massflow+0.0000kg/h
Density
Simulation
B1.5
Temperature
Current out A
04.0 mA
Status output B
Simulation
B1.5> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
Release Key Now が表示されたら指を離してください。

> から指を離す▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

> タッチで B1.1 を表示させる。

▼（4 回）タッチで B1.4 Current Out A のを選択する。

> タッチで Set Value を表示させる。

Simulation A
Set value （1 回）タッチで、電流値変更モードに入る

Simulation
04.0
Current out A
04.0 mA
00.0…22.0

B1.5●

Simulation

B1.5

現在 出力端子 A 4.0mA の電流（模擬出力）がセットされています。
 （1 回）タッチで Start simulation? Yes が表示させる。

B1.5

 （1 回）タッチで

B1.5

現在 出力端子 A から 4.0mA の電流（模擬出力）が出力されています。
電流計又は受信計器（上位コンピュータ等）側で 4.0mA が入力されているか確認してください。
 （1 回）タッチで 4.0mA の電流（模擬出力）完了。

上段に初期値が表示される（04.0）
中段に現状の設定値が表示される（04.0 mA）
下段に設定範囲が表示される（00.0…22.0）

Start simulation?
Yes
Simulation
Current out A
04.0 mA
Simulation
Temperature> Current out A
04.0 mA

Current out A 04.0 mA が表示される。

69

IM-F1073-J02

Status output B

Simulation

B1.5> タッチで Set Value を表示させる。

Simulation
04.0
Current out A
04.0 mA
00.0…22.0

B1.5●

 （1 回）タッチで、電流値変更モードに入る

Simulation
04.0
Current out A
20.0 mA
00.0…22.0

B1.5●

Simulation

B1.5

 （1 回）タッチで Start simulation?

B1.5

 （1 回）タッチで

B1.4

現在 出力端子 A から 20.0mA の電流（模擬出力）が出力されています。
電流計又は受信計器（上位コンピュータ等）側で 20.0mA が入力されているか確認してください。
同じ要領で 00.0…22.0mA の間で任意に模擬出力可能です。
 （1 回）タッチで 20.0mA の電流（模擬出力）完了。

Simulation A
Set value

上段に初期値が表示される（04.0）
中段に現状の設定値が表示される（04.0 mA）
下段に設定範囲が表示される（00.0…22.0）
現在 出力端子 A 4.0mA の電流（模擬出力）がセットされています。
20 mA の電流（模擬出力）にセットする。
▼▲タッチして数値を変更し、> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）
右の表示例は 20mA
Yes が表示させる。

Start simulation?
Yes
Simulation
Current out A
20.0 mA

Simulation
Temperature> Current out A
20.0 mA
Status output B
Test--> Simulation
actual values

Current out A 20.0 mA が表示される。



電流（模擬出力）は 20.0mA から 4.0mA 等に下がります。

B1

 （1 回）タッチB （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

Yes で  をタッチして設定完了すると、次回模擬出力時にメニュー画面 B1.4 の上段初期値が（04.0 から 20.0）に更新される。
更新しない場合は、No にして  をタッチする。

70

IM-F1073-J02

4.3.4

パルス出力の模擬出力

D／D-：パルス出力（流量積算パルス／オープンコレクタ）の機能テストを用いて模擬出力する操作方法の例
メニューB1.8 にて行います。
※パルスの模擬出力は開始後 1 秒間という短時間でパルスの模擬出力が完了します。
例）100 パルスを入力すると 1 秒間（100Hz＝1 パルス 10msec）で出力されるので、受信計が低速カウンタを使用する場合は 1 又は 10 パルスを模擬出力してください。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
B
Quick setup
Test
Setup
Test
B1
--Simulation
actual values
Simulation
B1.1
Massflow+0.0000kg/h
Density
Simulation
B1.8
Limit Switch
Puls Output D
00100--Simulation
B1.7> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

> タッチで B1.1 を表示させる。

▼（7 回）タッチで B1.8 の Puls Output D を選択する。

> タッチで Set No. of Pulse を表示させる。

Simulation D
Set No. of Pulse
Simulation
00100
Puls Output D
00100
00001…10000

Simulation

B1.7●

 （1 回）タッチで、パルス数変更モードに入る
上段に初期値が表示される（00100）
中段に現状の設定値が表示される（00100 パルス）
下段に設定範囲が表示される（00001…10000）

B1.7

現在 出力端子 D（模擬出力）がセットされた状態です。
パルス数を変更する場合は▼▲タッチして数値を変更し、> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）
 （1 回）タッチで Start simulation? Yes が表示される。

Start simulation?
Yes

71

IM-F1073-J02

Simulation
Limit Switch> Puls Output D
00100--Test--> Simulation
actual values （1 回）タッチすると同時に 100 パルス出力し、終了する。

B1.7

積算カウンタ等でパルス数を確認する。
※1 秒間で 100 パルス模擬出力して終了。受信計が低速カウンタの場合は 1 又
は 10 を入力する。
 （1 回）タッチ

B1

B （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

4.3.5

周波数パルス出力の模擬出力

D／D-：周波数パルス出力 Frequency Output（オープンコレクタ）の機能テストを用いて模擬出力する操作方法の例。
（出力端子 D／D- 設定メニュー C3.1.4 が Frequency Output の場合のみ有効）
メニューB1.8 にて行います。1000Hz 模擬出力する場合の例
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
B
Quick setup
Test
Setup
Test
B1
--Simulation
actual values
Simulation
B1.1
Massflow+0.0000kg/h
Density
Simulation
B1.8
Limit Switch C
Freq. Output D
01000.0 Hz--Simulation
B1.8> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

> タッチで B1.1 を表示させる。

▼（7 回）タッチで B1.8 の Freq. Output D を選択する。

> タッチで Set Value を表示させる。

Simulation D
Set Value72

IM-F1073-J02

Simulation
01000.0
Freq. Output D
01000.0 Hz
00001.0…10000

Simulation （1 回）タッチで、パルス数変更モードに入る

B1.8●

上段に初期値が表示される（01000.0）
中段に現状の設定値が表示される（01000.0 Hz）
下段に設定範囲が表示される（00001.0…10000）

B1.8

現在 出力端子 D（模擬出力）がセットされた状態です。
周波数を変更する場合は▼▲タッチして数値を変更し、> タッチして桁位置を移動させる。
（桁が移動すると数値が反転表示になる）
 （1 回）タッチで Start simulation? Yes が表示される。

B1.8

 （1 回）タッチで Freq. Output D 01000.0 Hz が表示される。

B1.8

現在 出力端子 D から 1000Hz の周波数パルス（模擬出力）が出力されています。
受信計器（上位コンピュータ等）側で 1000Hz が入力されているか確認してください。
同じ要領で 00001.0…10000Hz の間で任意に模擬出力可能です （1 回）タッチ

Start simulation?
Yes
Simulation
Freq. Output D
01000.0 Hz

Simulation
Limit Switch C> Freq. Output D
01000.0 Hz--Test--> Simulation
actual values （1 回）タッチ

B1

B （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

73

IM-F1073-J02

4.3.6

状態出力の模擬出力

B／B-：状態出力 Status Output（オープンコレクタ）の機能テストを用いて模擬出力 On・Off する操作方法の例
メニューB1.6 にて行います。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
B
Quick setup
Test
Setup
Test
B1
--Simulation
actual values
Simulation
B1.1
Massflow+0.0000kg/h
Density
Simulation
B1.6
Current Out A
Status Output B
On
Limit Switch C
Simulation
B1.6> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

> タッチで B1.1 を表示させる。

▼（5 回）タッチで B1.６ の Status Output B を選択する。

> タッチで Set Value を表示させる。

Simulation B
Set Value （1 回）タッチで Status Output B

Simulation
On
Status Output B
On

B1.6
●

On を表示させる。

Simulation

B1.6

 （1 回）タッチで Start simulation?

B1.6

 （1 回）タッチで Status Output B On が表示される。

Off が表示されている場合は▼タッチで On を表示させる。
Yes が表示される。

Start simulation?
Yes
Simulation
Status Output B
On

Simulation
Current Out A> Status Output B
On
Limit Switch C

現在 出力端子 B から状態出力 On 信号（模擬出力）が出力されています。
受信計器（上位コンピュータ等）側でオープンコレクタ On 動作信号が入力されているか確認してください。
B1.6

 （1 回）タッチすると74

状態出力 On 信号は終了します。

IM-F1073-J02

Test--> Simulation
actual values （1 回）タッチ

B1

B （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了
No をが表示されている場合はそのまま をタッチして完了。

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

4.3.7

警報出力の模擬出力

C／C-：警報出力 Limit Switch（オープンコレクタ）の機能テストを用いて模擬出力 On・Off する操作方法の例（出力端子 C／C- 設定メニュー C3.1.3 が Limit Switch の場合のみ有効）
メニューB1.7 にて行います。
表示内容

キー操作方法

流量測定モード例）1.2345 kg/h 等

>

>

>

>

>

×
Keep key pressed001.1s （残り時間が表示される）
A--Quick setup
Test
B
Quick setup
Test
Setup
Test
B1
--Simulation
actual values
Simulation
B1.1
Massflow+0.0000kg/h
Density
Simulation
B1.7
Status Output B
Limit Switch C
Off
Pulse Out D
Simulation
B1.7> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離す▼（1 回）タッチで Test を選択する> タッチで B1 Simulation を表示させる。

> タッチで B1.1 を表示させる。

▼（6 回）タッチで B1.7 の Limit Switch C を選択する。

> タッチで Set Value を表示させる。

Simulation C
Set Value
Simulation
On
Limit Switch C
On

B1.7
●

 （1 回）タッチで Status Output B を表示させる。
Off が表示されている場合は▼タッチで On を表示させる。

75

IM-F1073-J02

Simulation

B1.7

 （1 回）タッチで Start simulation?

B1.7

 （1 回）タッチで Status Output B On が表示される。

Yes が表示される。

Start simulation?
Yes
Simulation
Limit Switch C
On

Simulation
Status Output B> Limit Switch C
Off
Pulse Out D
Test--> Simulation
actual values

現在 出力端子 C から警報出力 On 信号（模擬出力）が出力されています。
受信計器（上位コンピュータ等）側でオープンコレクタ On 動作信号が入力されているか確認してください。
 （1 回）タッチするとB1.7

状態出力 On 信号は終了します。

 （1 回）タッチ

B1

B （1 回）タッチB （1 回）タッチ
Save configuration ？と表示される▲タッチで No にして  をタッチすると測定表示へ戻る。終了
No をが表示されている場合はそのまま をタッチして完了。

Quick setup> TestSetup

Save Configuration?
Yes

76

IM-F1073-J02

4.4 エラー表示
4.4.1

エラー内容および対処

エラーが発生した場合は液晶部に表示されます。
▲

マークの赤外線センサに 1～3 回タッチするとエラー表示画面となり、状況を確認出来ます。

S Electr: IO Connection
I Electr : Power Failure

エラー表示画面表示例
・S Electr: IO Connection：出力端子 A 等 の電流出力の結線がされていない。
・I Electr : Power Failure ：停電履歴があり。一度電源を切ると表示されます。
※上記の表示と同じような場合は使用上特に問題はありません。

シンボル

エラータイプ

エラーメッセージ

内容

F

Failure

測定動作不能

マーク
故障

S
M
C
I

Out of Specification

測定動作は可能

使用に注意

使用上に何らかの異常があるので確認要

Maintenance required

測定精度の確保ができなくなる可能性があ

メンテナンス要り、清掃等のメンテナンス要

Function check

テスト機能動作中。

機能チェック

測定動作は停止。

Information

インフォメーション表示のみ

インフォメーション

その他のエラー表示が出た場合には次表を参照して処置してください。
エラー表示のリセット方法は次項を参照してください。

77

IM-F1073-J02

エラー表示内容（代表例）
エラー

エラーグループ

個別エラー表示

タイプ

（代表）

（詳細）

F

F Sensor

Sensor Error

エラー内容

処置内容

検出器測定エラー

分離形の場合はセンサケー

流量測定不能ブル結線確認。または検出器
交換F

F Electronics

System Error

変換器ハードウェア故障に

電源 ON/OFF リセット又はSystem Error A

よるバス通信エラー

変換器交換

BM Configuration

デバイス起動時に承認でき

各種設定の確認。

DM Configuration

ないパラメータのエラーがC6.6.3 Load Settings に て検出された。

factory settings を選択

System Error C
HW Combination Error
BM Failure
DM Failure
Process Input Failure
Fieldbus Failure
PROFIBUS Failure
Modbus Failure
IO 1 Failure
IO 2 Failure
Tot 1 Failure
Tot 2 Failure
Tot 3 Failure
IO A Failure
IO B Failure
IO C Failure
F

F Cofiguration

未改善の場合は変換器交換

Process Input Config

設定入力データが無効

各種設定の確認。
又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択

Density Calib

密度校正データが無効

密度校正のやり直し
製品と動作機能確認

Fieldbus Config.

Fieldbus 通信環境設定異常

Fieldbus 通信の確認
又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択

PROFIBUS Config

PROFIBUS 通信環境設定異

PROFIBUS 通信の確認

常又は C6.6.3 Load Settings に

Tot 1 FB2 Unit Error

単位異常による積算機能停

積算単位 1/2/3 の確認

Tot 2 FB3 Unit Error

止又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択て factory settings を選択

Tot 3 FB4 Unit Error
Modbus Config

Modbus 通信環境設定異常

Modbus 通信の確認
又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択

78

IM-F1073-J02

エラー

エラーグループ

個別エラー表示

タイプ

（代表）

（詳細）

F

F Cofiguration

Display Config.

エラー内容

処置内容

表示の設定データ異常

表示設定の確認。
又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択

IO1 Configuration

IO1,2（端子 1,2）のIO1,2 関連設定の確認。

IO2 Configuration

設定データ異常又は C6.6.3 Load Settings に

Tot 1 Configuration

流量積算 1,2,3 の積算 1,2,3 関連設定の確認。

Tot 2 Configuration

設定データ異常又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択て factory settings を選択

Tot 3 Configuration
IO A Configuration

IOA,B,C,D（端子 A,B,C,D）

IO A,B,C,D 関連設定の確認。

IO B Configurationの設定データ異常又は C6.6.3 Load Settings にて factory settings を選択

IO C Configuration
IO D ConfigurationC

C Configration

Sensor in Stop Mode

Sensor in Standby Mode

Sensor Simulation Active

測定がストップモードで停A9 Operation Mode に て止中になっている。

Measure（測定モード）を選択

測定管も振動停止設定

測定がスタンバイモードに

A9 Operation Mode に てなっている。

Measure（測定モード）を選択

測定管は振動中設定

流量・密度・温度の計測がシシュミレーションモードのュミレーションモードにな

停止

っている。

Sensor Starting up

ストップモードから測定モードに変わる際の起動表示

Fieldbus Sim. Active

Fieldbus 通信のシミュレー
ション機能動作中

PROFIBUS Sim. Active

PROFIBUS 通信のシミュレ
ーション機能動作中

IO A Simulation Active

IO A,B,C,D（端子 A,B,C,D）

シュミレーションモードのIO B Simulation Activeのシミュレーション機能動停止

IO C Simulation Active

作中

IO D Simulation ActiveS

S Sensor

Temp. Or Strain Res. Def.

センサ類のエラー

分離形の場合はセンサケー

温度センサ、歪ゲージ等の抵

ブル結線確認。

抗値が異常。

未改善の場合は検出器交換

流量・密度の測定精度が確保できない場合あり。

SSS Electronics

S Configration

Electr.Temp.A Out of Spec

変換器の温度仕様エラー

変換器が仕様範囲外の温度

Electr.Temp.C Out of Specになっている。日よけ等の設Electr.Temp. Out of Spec置

PROFIBUS Uncertain
IO A Overrange

IO A,B,C,D（端子 A,B,C,D）

IO B Overrangeに設定した値が仕様範囲

各設定レンジ値の再確認

IO C Overrange
IO D Overrange

79

IM-F1073-J02

エラー

エラーグループ

個別エラー表示

タイプ

（代表）

（詳細）

S

S ProcessProc.Temp.Out of Range

エラー内容

処置内容

プロセス液の温度が仕様範

流量・密度・温度等の仕様が囲を超えた。

レンジ範囲外。レンジの再確測定は可能であるが精度確

認等保はできない場合がある
Mass Flow Out of Range

プロセス液の流量が仕様範Vol. Flow Out of Range

囲を超えた。

Prod.Density Out of Range

プロセス液の密度が仕様範

プロセス使用状況の確認

囲を超えた。

又は密度校正の実施

プロセス使用状況の確認

密度・流量測定は可能であるが精度確保はできない場合がある

Flow Out of Range

プロセス液の流量が仕様範

Backplane Data Faulty

変換器データ記録が異常プロセス使用状況の確認

囲を超えた。

M

M Electronics

変換器の取付状態を確認（接触不良など）
一度設定パラメータを更新
書き換えしてみる。
（A2 Tagの書き換え等）
1 分以上経過しても未改善の場合は変換器交換

Factory Data Faulty

工場出荷時のデータが異常

変換器の交換等Backplane Difference

変換器デバイス間のデータ

一度設定パラメータを更新が異なる異常書き換えしてみる。
（A2 Tagの書き換え等）
1 分以上経過しても未改善の場合は変換器交換

PROFIBUS Baudrate

PROFIBUS 通信が現行
Baudrate をサーチ

M

M Configration

Backup 1 Data Faulty

Backup 1 の記録データ異常

バックアップエラー。C6.6.2

Backup 2 Data Faulty

Backup 2 の記録データ異常

Save Setting でデータを保存。

S

S Electr:IO Connection

IO A Connection

IO 出力端子 A,B,C 接続エラ

各出力端子に接続された負IO A Connectionー

荷抵抗値の確認。

IO B Connection

電流出力が正しく供給でき（1000Ω以下であること）

IO B Connection

ない。

流出力端子の接続を確認

IO C Open Connector

又は配線が接続されていな
いFS

F Proc:Signal Search

S Proc:2Phase Flow

Sensor signal search

2 Phase Flow Detected

検出器信号エラー

プロセス液の確認。

気泡混入や高粘度液により気泡混入の場合は脱気処理

測定管の振動が減衰してい分離形の場合はセンサケー

る。

ブル結線確認。

2 層流エラー

プロセス液の確認。

気泡混入や液層分離などに気泡混入の場合は脱気処理

よるエラー
密度・流量の測定精度確保はできない場合がある

80

IM-F1073-J02

エラー

エラーグループ

個別エラー表示

タイプ

（代表）

（詳細）

S

S Proc:Signal low

Sensor signal low

エラー内容

処置内容

検出器信号ローエラー

プロセス液の確認。

気泡混入や高粘度液により気泡混入の場合は脱気処理

測定管の振動が減衰している。密度・流量の測定精度確保はできない場合がある

S

S Config:Totaliser

Tot 1 FB2 Overflow

積算カウンターエラー

Tot 2 FB3 Overflow

積算表示の設定確認
又は積算値のリセット

Tot 3 FB4 Overflow
Tot 1 Overflow
Tot 2 Overflow
Tot 3 Overflow
I

I Proc:System Control

System Control Active

入力動作中

コントロール入力が動作中のメッセージ。

I

I Electr:Power Failure

Tot 1 Power Failure

停電メッセージ

一度電源が OFF されている。

Tot 2 Power Failure

積算流量値が正しいか念のTot 3 Power Failure

為確認Power Failure DetectedI

I Electr:Operating Info.

Zero Calibr. Running

任意に設定した機能の動PROFIBUS: no data

ゼロ点校正実施中
PROFIBUS からの通信デー

作情報を表示タがない。

Tot 1 Stopped

流量積算カウンタ停止中

Tot 2 Stopped

C4.1.9 等 Start Totaliser でYes を選択設定

Tot 3 Stopped
Control In A Active

コントロール入力 A,BControl In B Active

作動中

Status Out A Active

状態出力 A,B,C,D

Status Out B Active

作動中

Status Out C Active
Status Out D Active
Disp. 1 Overrange

表示 1,2 のレンジ値が範囲外

表示 1,2 関連の設定確認

Optical

通常 60 秒間で自動復帰しDisp. 2 Overrange
Optical Interf. Active

Interface が作動中

ボタン操作は不能

ボタン操作は可能になる。
未改善の場合は
電源 OFF/ON リセット

81

IM-F1073-J02

4.4.2

エラーリセットの方法

表示内容

操作方法
左記は状態およびエラー表示の例（２ページ目）

S Electr: IO Connection
I Electr : Power Failure

keep key pressed001.1s（残り時間が表示
される）
A
>

>

>

>

--Quick setup
test
Quick setup--Language
EnglishTag
Quick setup
Tag
Reset
analog outputs
Reset--Reset errors
All TotalisersReset> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）> から指を離すと quick setup が選択表示される。

A1

> タッチ

A3

▼（2 回）タッチで Reset の項目に入る

A3.1

> タッチ

A3.1

> タッチで Reset ?

A3.1▼タッチで Yes を選択する

A3.1

 をタッチA3

 をタッチA をタッチNo と表示される

Reset ?
No
Reset
Reset ?
Yes
Reset--> Reset errors
All Totalisers
Quick setup
Tag> ResetAnalog outputs--> quick setup
test をタッチして測定表示モードに戻る。
左記は状態およびエラー表示の例（２ページ目）
S Electr: IO Connection

リセット以前の I Electr : Power Failure（停電履歴）はリセットで解決したが、
S Electr: IO Connection は出力端子 A の電流出力結線が未完で解決していないことを示す。全て解決した場合はエラー表示と？マークが消える。

82

IM-F1073-J02

5. 保 守5.1 日常点検
コリオリ流量計は可動部や消耗部品がなく、ほとんどメンテナンスフリーでご使用いただけますが、長期に渡って安定してご使用いただくために以下の日常点検を実施することをお奨めします。
① 継ぎ手とフランジ接続部の点検
 液漏れ、検出部ハウジング・継ぎ手やフランジ等の腐食や破損はないか。
 継ぎ手ネジ・フランジボルトの緩みはないか。
② 接続配管の点検
 配管の曲がりが生じて検出部に過大な応力が加わっていないか。
 配管振動は大きくないか。
③ 防水性の点検
 配線接続口のシールは完全か。
 変換部カバーの緩みはないか。
 表示部に曇りや水滴がないか。
→ 曇りや水滴が生じている場合には、変換部内部に浸水している可能性があるので、カバーや配線接続口のシールを点検してください。
特にコンジット配線を行っている場合にはコンジットを通して水が浸入しやすいので、シールが完全かど
うかよく点検してください。
④ 表示部（液晶表示）の点検
 液晶表示に変色や表示の欠落はないか。
→ 直射日光が当たる環境では、液晶の寿命が著しく低下します。日除け等を設置してください。
⑤ 配線点検 電源・出力信号ケーブルの接続端子台部分に緩み、腐食等はないか。
 アース線の接続部分に緩み、腐食等はないか。
⑥ 測定管内清掃・点検
 検出部測定管に汚れや付着はないか。
→ 検出部測定管に汚れや付着がある場合は、温水や溶剤等で付着物を溶かす又はエアーガン等でフラッシン
グして清掃してください。
※金属の針金や棒状の物を測定管内に挿入すると傷や故障の原因となるので使用しないでください。
3400 シリーズの測定管は内径が 1～4mm と細く S 字形に曲がっているので無理な清掃は破損の原因となりますのでご注意願います。

83

IM-F1073-J02

5.2 トラブルシューティング
コリオリ流量計のトラブルは、配線や取り付けなど設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障などさまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応をとるのが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別にトラブルシューティングフローを記載しています。
トラブル現象を確認し、対応する項目を参照してください。

トラブルの現象参照するトラブルシューティング項目
A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

1

表示（液晶表示）が点灯しない

2

表示（液晶表示）が正常でない

3

表示がロックして変化しない

4

エラー表示が出る

5

キー操作を受付けない、データ設定ができない

6

流体を流しても指示がゼロのままである

7

表示は出るが、出力が出ない

8

ゼロ点が不安定9

ゼロ点で指示が出る、振り切れる

10

流体を流すと指示が不安定

D：指示が不安定な時

11実流と表示が合わない

E：実流と指示が合わない時

12実流と出力が合わない

13

流体を流すと指示が振り切れる

B：流体を流しても指示が出ない時

C：ゼロ点が不安定な時

84

IM-F1073-J02

A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

START

液晶表示は
出ているか

No

液晶のバックライトは点灯しているか

Yes
エラー表示は出ているかNo

電源が正しく供給されているかどうか調べる

Yes
電源接続・電圧は
正しいか

Yes

No

電源を正しく
入れる

Yes

No

基板の故障が考えられる

エラー表示を調べ、内容に従って調査する（4.4項参照）

サービスへ
Yes

電源電圧は
規定範囲内かNo

電源を正しく
供給する

電源を一度切り、10秒以上待ってから再投入する

正常な表示は出るかNo

Yes
データ設定操作ができるか
Yes

設定データをチェックするNo

表示基板のフラット
ケーブルコネクタの接続が正しいかどうかをチェックする

指示計の取付方向を変更
した場合はチェック必須

No

コネクタの接続は正しいか正しく接続する

Yes

正常動作するか
No
サービスへ

85

IM-F1073-J02

B：流体を流しても指示が出ない時

START

液晶表示は
正常に出るか

電流出力(DC4 -20mA )
は出るか

Yes

No

Yes

パルス出力は出るかNo

No

受信計器の結線を外し、出力端子に直接電流計を接続する

受信計器の結線を外し、出力端子にパルスカウンタを接続する
・配線断線
・受信計器異常・入出力仕様の
ミスマッチ

Yes
電流出力は出るかNo

Yes
パルス出力は出るかNo

ループチェックを行う

流れ方向および
電流出力関係の設定データは正しいか

No

正しい
データを
設定する

Yes

No

流れ方向および
パルス出力関係の設定データは正しいか
Yes

出力回路故障流れ方向は合っているかNo

出力回路故障流れ方向の設定データを
変更する

サービスへ

Yes

設定データは正しいか（流量レンジ等）

No
正しいデータを設定する

Yes

測定管内に液は充満しているかNo

液が充満して流れるよう配管または取付位置を変更する

Yes
No
ゼロ点は合っているか

流れを静止させ、正しくゼロ調整を行う

Yes
1
86

IM-F1073-J02

1

センサチューブにYes

異物が付着しているか付着物を取り除く

No

変換基と検出器を結ぶ信号線の確認

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No

動作は復帰したか?

Yes

原因が特定できない場合はサービスまでご連絡ください

No

サービスへ

87

IM-F1073-J02

C：ゼロ点が不安定な時

START

No

測定管内は完全に液で充満されているか

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

バルブに
漏れはないかNo
バルブの交換等を行い、漏れを止める

Yes
ポンプ等による圧力
変動や振動はあるか

Yes

検出部の下流側だけでなく上流側のバルブも閉め、液を完全に静止させる（特に微小口径形の場合）

No

液体に気泡が含まれ
ていないか

No

脱泡の処理を検討し
処理する。

Yes

センサチューブに付着物はないか

No

検出部を外してセンサチューブの付着物を除去洗浄する。

Yes
Yes
動作は復帰したか?

原因が特定できない場合はサービスまでご連絡ください

No
サービスへ

88

IM-F1073-J02

D：指示が不安定な時

START

ゼロ点の指示は安定しているかNo

ゼロ点でも、流体を流しても指示が不安定なときは、最初に前項「C：ゼロ点が不安定な時」を参照して原因を調べる

Yes

測定管内を液が完全に充満して流れているかNo

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

No

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きく設定する

Yes

流れに脈動はないか
Yes

液に気泡が
含まれているか

Yes
上流側に脱泡装置を取り付けるNo

スラリーが多量に混入しているかYes

液と粉が均等に混ざり合っていない場合は十分攪拌後に流す。
時定数を大きく設定する。
水平設置の場合は垂直に設置してみる。

No

上流側に全開でないバルブが設置されているかYes

キャビテーションにより指示が不安定になる場合がある
バルブを全開で使用するか、下流側に移す

No

上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかYes

流量計上流側近くでの異種液の注入は避け
十分均等に混ざってから流す。

No
Yes
動作は復帰したか?

原因が特定できない場合はサービスまでご連絡ください

No
サービスへ

89

IM-F1073-J02

E：実流と指示が合わない時

START

液晶表示は
正しいか

電流出力(DC4 -20mA )
は正しいか

Yes

No

Yes

パルス出力は正しいか
No

No
流量レンジの設定
は正しいか

Yes

「B：流体を流しても指示が出ない時」を参照して出力関係のチェックを行う

No
流れを止め、
ゼロ点をチェックする

ゼロ点は合っているか

正しい流量レンジに設定する

No

流体を満液状態で完全に静止させ、ゼロ調整を行う

Yes
測定管内を液が完全に充満して流れているかNo

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

No

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きく設定する

Yes

流れに脈動はないか
Yes

液に気泡が
含まれているか

Yes
上流側に脱泡装置を取り付けるNo

スラリーが多量に混入しているかYes

液と粉が均等に混ざり合っていない場合は十分攪拌後に流す。
時定数を大きく設定する。
水平設置の場合は垂直に設置してみる。

No
上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかYes

流量計上流側近くでの異種液の注入は避け
十分均等に混ざってから流す。

No
Yes
動作は復帰したか?

原因が特定できない場合はサービスまでご連絡ください

No
サービスへ
90

IM-F1073-J02

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。