14731 ・ 過酸化水素（硫酸チタニル法）
測定範囲：

2.0～20.0 mg/l H 2 O 2

丸セル

0.25～5.00 mg/l H 2 O 250mm セル

結果は mmol/l 単位でも表示できます。

測定範囲：2.0～20.0 mg/l H 2 O 2

1. 試料の pH が pH 0～10 2. ピペットで 10ml の試料であるかチェックします。
を反応セルに取り、ねじぶ必要ならば、希硫酸を 1 滴 たで閉じて攪拌します。
ずつ加えて、pH を調整します。

3. 反応時間：2 分間

4. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。セルのマークを光度計のマークに合わせます。

3. ピペットで 10ml の試料を反応セルに取り、ねじぶたで閉じて攪拌します。

4. 反応時間：2 分間

測定範囲：0.25～5.00 mg/l H 2 O 2

1. 試料の pH が pH 0～10 2. メニューで［H 2 O 2であるかチェックします。
sens］手法（手法番号
必要ならば、希硫酸を 1 滴 128）を選択します。
ずつ加えて、pH を調整します。

5. 溶液を 50mm セルに移します。

6. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。

重要：

品質保証：

反応セルの中身が淡黄色になることもあります。
これは測定結果に影響しません。

ba75728exx

測定システムを点検（試薬、測定装置、およびハンドリング）するた
め、Perhydrol® 30% H2O2 GR から、過酸化水素の標準液を用意しなければなりません（「標準液」のセクションを参照）。

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

１. 測定原理

７. ご注意

硫酸酸性溶液中で、過酸化水素および過酸化水素を含む化合物は、チタン酸エステルと反応し、黄色のペルオキソチタン酸を形成します。この化合物を光学的に測定します。



２. アプリケーション

幼児の手の届かないところおよび食品から離れたところに保管してください。
肌や目に試薬が触れた場合には、直ちに流水で試薬を良く洗い流した後、医療機関に指示を仰いでください。
未使用の試薬あるいは測定後の溶液の廃棄につきましては、各都道府県･地域の条例に従って行ってください。

サンプル：
殺菌剤、洗浄液、飲料水、排水３. 妨害物質の影響
測定範囲 2.0～20.0 mg/L H₂O₂ の場合：
過酸化水素 0 mg/L および 10 mg/L H₂O₂ をそれぞれ含んだ標準試料に対する妨害物質の影響を確認しました。妨害物質が、表中の濃度以下であれば測定に影響はしません。

妨害物質濃度（mg/L、°e または %）クエン酸
CrO 4 2Cr 2 O 7 2Fシュウ酸
PO 4 3酒石酸
1）

1000
100
1001005500
1000

EDTA
界面活性剤 1)
全硬度
酢酸ナトリウム
NaCl
NaNO 3Na 2 SO 41000
1000
125°e0.1%
20%
20%20%

非イオン性 および 陽イオン性、陰イオン性界面活性剤を使用

４. 試薬の保存条件
パッケージに記載された注意書きをよくお読みください。
キットに含まれる試薬類は密閉状態で、以下の条件で保存された場合、パッケージに記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。
保管温度： +15～+25 °C

５. 使用する試薬・器具
試薬（測定回数 25 回）

品番 M1147310001

角セル 50mm（2 個入り、ガラス製）

品番 M1149440001

６. 測定精度
測定範囲 2.0～20.0 mg/L H₂O₂ の場合：
測定結果は測定器、操作法の精度管理がなされていることを前提にして、正式に認められるものです（DWA A 704）。
光度測定系（試薬、測定器、操作法）および作業条件の確認には、その都度希釈して調製した 10.0 mg/L 過酸化水素標準液を利用することが可能です（巻末の「標準液の調製方法」を参照）。
また、サンプル由来の影響（サンプル中のマトリックスの影響）は、濃度既知の標準液を添加して測定を行うことで判定出来ます（回収率による判定）。

データ
製品の品質管理は、ISO 8466-1 および DIN 38402 A51 に準拠して、下記のようにコントロールされています。
標準偏差（mg/L H₂O₂）
CV（変動係数）（%）
信頼区間（mg/L H₂O₂）
ロット数
感度（0.010 A に相当する mg/L H₂O₂）
測定精度（mg/L H₂O₂）

ba75728exx± 0.12
± 1.1
± 0.3
80.4
最大 ± 1.0

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

18789 ・ 過酸化水素（硫酸チタニル法）
測定範囲：

0.03～6.00 mg/l H2O2

10mm セル

0.015～3.000 mg/l H2O2

20mm セル

結果は mmol/l 単位でも表示できます。

1. 試料の pH が pH 4～10 2. ピペットで 0.50ml の試であるかチェックします。
薬 H 2 O 2 -1 を試験管に取り必要な場合、水酸化ナトリます。
ウム水溶液または硫酸を 1滴ずつ加えて、pH を調整します。

3. ピペットで 8.0 ml の試料を加えて攪拌します。

6. 溶液を、対応する各セル 7. AutoSelector で測定法に移します。
を選択します。

8. 各セルをセルコンパートメントにセットし、測定します。

4. ピペットで 0.50ml の試薬 H 2 O 2 -2 を加えて攪拌します。

5. 反応時間：10 分間

品質保証：
測定システムを点検（試薬、測定装置、およびハンドリング）するため、Perhydrol® 30% H2O2 GR から、過酸化水素の標準液を用意しなければなりません（「標準液」のセクションを参照）。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000

データ
製品の品質管理は、ISO 8466-1 および DIN 38402 A51 に準拠して、下記のようにコントロールされています（10 mm セルの場合）。

１. 測定原理
フェナントロリン誘導体の存在下において、過酸化水素は銅（Ⅱ）イオンを銅（Ⅰ）イオンに還元します。この反応によりオレンジ色の錯体が形成し、これを光学的に測定します。

２. アプリケーション

標準偏差（mg/L H₂O₂）
CV（変動係数）（%）
信頼区間（mg/L H₂O₂）
ロット数
感度（0.010 A に相当する
mg/L H₂O₂）
測定精度（mg/L H₂O₂）

本法は、海水には適しません 。
サンプル：
殺菌剤、リンス液、飲料水、排水± 0.013± 0.50± 0.0310.015（測定ﾚﾝｼﾞ 0.015～3.000 mg/L の場合）
0.03（測定ﾚﾝｼﾞ 0.03～6.00 mg/L の場合）
最大±0.030（測定ﾚﾝｼﾞ 0.015～3.000 mg/L の場合）

最大±0.06（測定ﾚﾝｼﾞ 0.03～6.00 mg/L の場合）

７. ご注意３. 妨害物質の影響
過酸化水素 0 mg/L および 3 mg/L をそれぞれ含んだ標準試料に対する妨害物質の影響を確認しました。妨害物質が、表中の濃度以下であれば測定に影響はしません。

妨害物質濃度（mg/L または%）
アスコルビン酸
クエン酸
CrO 4 2Cr 2 O 7 2Fe2+
シュウ酸

0.1
10110.1
10EDTA
過酢酸
陰イオン界面活性剤
陽イオン界面活性剤
非イオン界面活性剤
NaCｌ
NaNO 3
Na 2 SO 4100.005
1010001000.1%
1%
5%





試薬ビンは、使用後直ちに蓋をしてください。
幼児の手の届かないところおよび食品から離れたところに保管してください。
肌や目に試薬が触れた場合には、直ちに流水で試薬を良く洗い流した後、医療機関に指示を仰いでください。
未使用の試薬あるいは測定後の溶液の廃棄につきましては、各都道府県･地域の条例に従って行ってください。

４. 試薬の保存条件
キットに含まれる試薬類は密閉状態で、以下の条件で保存された場合、容器に記載された有効期限まで安定してご使用頂けます。
保管温度： +15～+25 °C

５. 使用する試薬・器具
試薬（測定回数 100 回）

品番 M1187890001

内訳） 試薬 H₂O₂-1
試薬 H₂O₂-2
角セル 10mm（２個入り、ガラス製）

品番 M1149460001

角セル 20mm（２個入り、ガラス製）

品番 M1149470001

６. 精度管理
測定結果は測定器、操作法の精度管理がなされていることを前提にして、正式に認められるものです（ATV A 704）。
光度測定系（測定器、試薬、操作法）および作業条件の確認、サンプル由来の影響（サンプル中のマトリックスの影響）の確認には、その都度調製した 2.00 mg/L H₂O₂ 過酸化水素標準液を利用することが可能です（巻末の「標準液の調製方法」を参照）。濃度既知の標準液を添加して測定を行うことによって確認できます（回収率による判定）。

ba75728exx

photoLab® / spectroFlex Serie 6000/7000