取扱説明書

一体形電磁流量計
EGM1300C EGM2300C
EGM4300C EGM5300C
EGM6300C EGM7300C[変換部形式：EGC300]

このたびは弊社電磁流量計をご採用いただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書には本器の設置方法、取扱い上の注意事項等が記載されています。
ご使用前に必ずご一読ください。

IM-F2546-J00〔Software Ver.3.0.0 〕

初版 2024 08 E

－ 目

次 －

■ 受入および保管について............................................... 1■ 本書で使用しているマークについて ........................... 2■ 使用上の一般的注意事項............................................... 2

1. 設

置 ................................................................................ 3

4. データ設定 ...................................................................... 26

1.1 設置場所の選定 ........................................................... 3

4.1 設定の概要................................................................. 26
4.1.1 設定手順............................................................. 26
4.1.2 設定項目一覧 ..................................................... 32

1.2 配管上の取付位置 ....................................................... 3
1.3 取付け........................................................................... 5
1.3.1 注意事項 ............................................................... 5
1.3.2 取付フランジおよび配管 ................................... 5
1.3.3 取付配管のチェック ........................................... 5
1.3.4 取付方法 ............................................................... 6
1.4 接

地......................................................................... 15

1.5 配
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7

線......................................................................... 16
配線上の注意 ..................................................... 16端子配置 ............................................................. 17
電源の結線 ......................................................... 18電流出力の結線 ................................................. 18
パルス出力の結線 ............................................. 19
状態出力の結線 ................................................. 19
コントロール入力の結線 ................................. 19

4.2 設定例 ........................................................................ 47
4.2.1 アナログ出力（DC4-20mA）の設定 .............. 47
4.2.2 検出部の口径および検出器定数（GK、GKL）の設定 ............................................................... 50
4.2.3 流れ方向の設定 ................................................. 52
4.2.4 表示内容の設定 ................................................. 53
4.2.5 周波数出力（frequency output）の設定 .......... 60
4.2.6 パルス出力（pulse output）の設定.................. 63
4.2.7 空検知機能の設定 ............................................. 66
4.2.8 入出力端子機能の設定 ..................................... 67
4.2.9 状態出力の設定 ................................................. 68
4.2.10 コントロール入力の設定 ................................. 69
4.2.11 任意単位の設定 ................................................. 70
4.2.12 正逆両方向出力の設定 ..................................... 73
4.2.13 電源周波数の設定【DC24V電源形】 ............. 75

1.6 表示器の取付方向の変更 ......................................... 20
1.6.1 水平／垂直取り付けの変更 ............................. 20
1.6.2 流れ方向の変更 ................................................. 21

4.3 機能テスト................................................................. 76

2. 各部の名称および機能 .................................................. 22

5. 保

2.1 変換部表示パネル ..................................................... 22

5.1 日常点検..................................................................... 82

2.2 表示器......................................................................... 22
2.2.1 測定モード（流量測定時） ............................. 22

5.2 トラブルシューティング ......................................... 83

3. 運

転 .............................................................................. 23

3.1 運転準備..................................................................... 23
3.1.1 電源投入前の確認事項 ..................................... 23
3.1.2 検出部通液 ......................................................... 23
3.2 運
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

転......................................................................... 23
通 電 ................................................................. 23
ゼロ調整 ............................................................. 24
積算表示のリセット ....................................... 25
運 転 ................................................................. 26

4.4 エラー内容と対処／データの保存・書込み ......... 78
守 .............................................................................. 82

■ 受入および保管について
1）受入

本品は次の内容にて納入されます。
・一体形電磁流量計
・設定データシート（1 枚）・取扱説明書（1 冊） ꞏꞏꞏꞏꞏꞏ （本書）
製品受領後ご注文内容に合わせて、内容・数量をご確認ください。
万一、内容の相違や不足のあった場合はお買い求め先へご連絡ください。
なお、配管用のボルト・ナット・ガスケット*、接続用ケーブル等はお客様にてご用意く
ださい。
※ウエハ形用の配管用ボルト・ナット・ガスケットはオプションです。
ご注文いただいた場合のみ製品に添付されます。
2）保管

本品を保管する場合は、以下に示す条件の場所に保管してください。
・雨や水のかからない場所
・温度が－50～＋70℃、湿度が 80%RH 以下の風通しのよい場所
・振動の少ない場所
・腐食性ガスの少ない場所

1

IM-F2546-J00

■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

■ 使用上の一般的注意事項

改造等の禁止

警告

材 質

注意

本製品は工業用計器として厳密な品質

本製品の材質については納入仕様書あ管理のもとに製造・調整・検査を行い

るいはテクニカルガイダンスに記載さ納入しています。

れています。当社でもお客様の仕様をおみだりに改造や変更を行うと本来の性伺いし最適な材質選定に努めています

能を発揮できないばかりか、作動不適が、実際のプロセスにおいては混入物な

合や事故の原因となります。改造や変どの影響があり、耐食性等が万全でない

更は行わないで下さい。

こともあります。

仕様変更の必要がある場合は当社まで

耐食性・適合性のご確認、最終的な材質

ご連絡ください。

の決定はお客様の責任で行ってください。

使用条件の厳守

警告

納入仕様書あるいはテクニカルガイダ
計量単位ンスに記載された仕様、圧力、温度の注記

範囲内での使用を厳守してください。

本製品では法定計量単位以外の流量やこの範囲を超えた条件での使用は事

体積単位（US Gal など）が組み込まれて故、故障、破損などの原因となります。

おり、設定により表示されます。日本国
内では、これらの法定計量単位以外の単位は計量に使用しないでください。

用 途

注意

本製品は計器としての用途にのみ使用
し、その他の用途には使用しないでく
ださい。
保守・点検

警告

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場合
は、作業者に危険がおよびます。
2

IM-F2546-J00

1. 設 置
1.1 設置場所の選定

水平配管に取付ける場合は多少上向き勾配の部分に設置することを推奨します。

設置場所は下記の条件を考慮して選定してください。
1）周囲温度が－40～＋65℃で、なるべく直射日光の当たらない場所
図 1.22）誘導障害を受ける恐れのない場所
動力機器の近くなどは避けてください。
3）振動、ほこり、腐食性ガスの少ない場所
4）水没する恐れのない場所

開放配管に取付ける場合には、配管の低い部分

5）取付・配線作業や保守・点検作業が容易で、に設置してください。

表示器の見やすい場所
6）接地のとりやすい場所
なお配管振動が極度に大きい等、設置条件が劣悪なときは検出器－変換器分離形電磁流量計をご検討ください。
図 1.3

1.2 配管上の取付位置
2）取付姿勢
正しい測定を行うために、次の項目について考慮
して取り付け位置の選定および取付を行ってくだ

水平および斜め配管の場合には、図 1.4 に示す

さい。

電極軸が必ず水平になるように取り付けてください。電極が上下に位置すると、流体中に含1）測定管内が常に流体で満たされていることまれている気泡や沈殿物の影響が大きくなります。

水平、垂直、斜めの配管のいずれでも取付けできますが、できるだけ上向き配管（流れ方向が下から上）に取り付けることを推奨します。
下向き配管や、配管上の一番高い位置は避けて
ください。

○
水平

X

天

×
地
X

電極軸

図 1.1
図 1.4

3

IM-F2546-J00

3）直管部長さ

図 1.5注）流量調節用の制御弁はなるべく本器の下流側に

測定精度保持のため、本器の上流および下流側に設置し、上流側の仕切弁は全開にして使用する

次に示す直管部長さを確保してください。

ことを推奨します●上流側
L＝5D 以上

4）流体の導電率が均一であること
D：検出部の口径（呼び径）、
電極位置より起算

本器の上流側近くでの薬液注入や、導電率が大幅に異なる液が混入する場所への設置は避けてくだ
さい。薬液注入等は本器の下流側で行ってくださ
い。

図 1.6
5）バイパス配管
ゼロ点の確認や保守・点検を容易にするため、バ
L＝10D 以上

イパス配管を設置してください。

D：検出部の口径（呼び径）、
電極位置より起算

6）支持方法
配管振動、伸縮などの力がすべて検出部に加わらないように、配管を固定して本器を配管で支持するようにしてください。
本器を単独で固定することは避けてください。

7）微小口径形（2.5～6mm、EGM5300C 形のみ）
微小口径形の場合は、必ず本器の上流と下流側に仕切弁を設置し、ゼロ点調整のときは両方の弁を※収縮管（レジューサ）は直管の一部と見なすことが閉めてください。

できます。

下流側の仕切弁のみで流体を止めた場合には、配管振動や管内の微妙な圧力変化等により流体の移●下流側
L＝2D 以上

動が起こりゼロ点が安定しないことがあります。

D：検出部の口径（呼び径）、
電極位置より起算

4

IM-F2546-J00

1.3 取付け
2）接続配管は、検出部口径（呼び径）以上の内径の
1.3.1

注意事項

管を使用してください。
（たとえば、口径 25mm の場合は、管内径 25mm 以上）
ただし、セラミック形 EGM5300C の場合、口径1）できるだけ梱包状態のまま設置場所まで運び、落下などにより衝撃が加わることのないよう充分

2.5mm～6mm では内径が 10mm 以上、口径 10mm

注意してください。

では内径が 12mm 以上の管を使用してください。
※配管内径が検出部測定管内径よりも小さくなる

2）ウエハ形の場合、持ち運びは必ず流量計の本体をと、測定誤差が大きくなることがあります。

持って行ってください。
フランジ形をロープで吊り上

1.3.3

げる場合は、フランジ短管部またはフランジ部に設けられた取付配管のチェック1）面間寸法が合っているかどうか確認してください。

ロープ穴にロープを掛けてく

アースリングなしの場合とアースリング付きの場

ださい。

合では検出部の面間寸法が異なります。注意してください。
2）配管の倒れ、偏心等がある場合には、本器を取り付ける前に必ず修正してください。

図 1.7

注意

測定管内に棒などを入れてつりあげたり、変換部ハウジング部分をワイヤでつり上げたりしな
いでください。また、変換部ハウジングを下にして床などに置かないでください。

3）設置場所が屋外の場合、雨の日を避けて設置作業を行ってください。
4）測定管の内面およびガスケット面は、傷をつけないように充分注意してください。
図 1.8
1.3.2

取付フランジおよび配管
また、管とフランジが直角に取り付けられている

1）取付フランジは検出部の口径に合致した呼び径のかどうかもチェックしてください。

フランジを使用してください。

フランジ面が平行になっていても配管中心軸が一

ただし、フランジ形の口径 10mm のフランジサイ

直線になっていないと、偏流により測定誤差が大

ズは 15A(1/2")が標準です。

きくなることがあります。

また、ウエハ形の微小口径の場合は下表に従って
ください。
口径
(mm)

ウエハ形の取付フランジサイズ
EGM1300C

EGM5300C

2.5 ～ 6－－

10, 15A

1/2"

10

10, 15A

1/2"

10, 15A

1/2"

15

15A

1/2"

15A

1/2"

25 以上

図 1.9

検出部口径と同一サイズ

3）新設管路の場合には、本器を取付ける前に通水を行い、配管内の金属片や木片などの異物を取り除
いてください。
5

IM-F2546-J00

1.3.4

取付方法

5）トルクレンチを使用してナットを締め付けてください。締め付けは対角位置にあるボルト・ナ

配管のチェックが終了したら、次の要領で取り付けをットを順次均等に締め、締付力が片寄らないよ

行ってください。

うに注意してください。

取付方法は形式ごとに記載してありますので、それぞ下表に推奨締付トルクを示します。過大な締めれの項目を参照してください。

付けは避けてください。

Ａ：EGM1300C
Ｂ：EGM5300C / EGM7300C
Ｃ：EGM4300C
Ｄ：EGM2300C
Ｅ：EGM6300C

推奨締付けトルク（N･m）
口径(mm)

A：EGM1300C

ANSI フランジ

JIS フランジ

クラス 150 クラス 300

10K

20K

10

16

16

16

16

15

16

16

16

16

締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。

注意

1 回目 推奨締付トルクのEGM1300C 形は JIS20K・ANSI クラス 300□□
フランジにも取り付けできますが、最大使用

50%

2 回目 推奨締付トルクの80%

3 回目 推奨締付トルクの100%

圧力は 1.6MPa です。超えないように注意して

注意

ください。

PVC など樹脂製フランジに取付けた場合は、

A-1. EGM1300C
口径 10mm および 15mm の場合

締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、ガスケットにはゴムなどの軟（アースリングは検出部に固定されています。）

質のものを使用してください。

1）流体の流れ方向と本器の流れ方向マークの向きを一致させて取付フランジ間に挿入します。
2）ガスケットを挿入します。
3）フランジにボルトを通し、ナットを仮止めしてください。
4）検出部と配管が同心となるよう位置を修正してください。同心が出ていないと測定誤差が大きくなったり、液漏れの原因となります。
電磁流量計 EGM1300C (10, 15mm)

図 1.106

IM-F2546-J00

A-2. EGM1300C 口径 25mm～150mm の場合
5）トルクレンチを使用してナットを締付けてくださ

アースリングはアース線が接続された状態で付属していますが、検出部には固定されていません。

い。締め付けは対角位置にあるボルト・ナットを以下の要領で取付けを行ってください。

順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意
してください。
下表に推奨締付トルクを示します。過大な締め付

注記

けは避けてください。

アースリングは必ず取り付けてください。使用しないと正常に流量測定が行えません。

推奨締付けトルク（N･m）

口径
（mm）

1）流体の流れ方向と本器の流れ方向マークの向きを一致させて取付フランジ間に挿入します。

JIS フランジ

ANSI フランジ
クラス 150 クラス 300

10K

20K

25

21

21

15

15

40

25

25

25

25

50

45

23

45

45

2）検出部の両側にアースリングを挿入し、アースリ

80

25

31

56

28

ングとフランジの間にガスケットを挿入してくだ

100

33

41

36

36

さい。

150

82

60

100

66

3）フランジにボルトを通し、ナットを仮止めしてください。

締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。

4）検出部と配管が同心となるよう位置を修正してく

1 回目 推奨締付トルクの50%ださい。同心が出ていないと測定誤差が大きくな

2 回目 推奨締付トルクの80%ったり、液漏れの原因となります。

3 回目 推奨締付トルクの100%

電磁流量計 EGM1300C（25～150mm）

取付後、1.4 項を参照の上接地工事を行ってください。

図 1.11

7

IM-F2546-J00

注意1）樹脂製フランジに取り付ける場合
PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は、締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、ガスケットにはゴムなどの軟質のものを使用してください。
また、口径 25～150mm の場合には、下図に示すようにアースリングと検出部（ライニング）との間にもガスケットを挿入することをお奨めします。

2）軟質ガスケットを使用する場合
金属製フランジでゴムなどの軟質ガスケットを使用する場合にも、下図に示すようにアースリ
ングと検出部（ライニング）との間にもガスケットを挿入することをお奨めします。

電磁流量計 EGM1300C（25～150mm）

図 1.122）フランジボルトの増締め
検出部のテフロン PFA ライニングの性質上、一度締め付けても時間が経過するとボルトが緩
むことがあります。定期的に増締めをしてください。

8

IM-F2546-J00

B：EGM5300C／EGM7300C
1）検出部にガスケットを取付け、両フランジの間に挿入します。流体の流れ方向と検出部の流れ方向
マークの向きを一致させてください。
2）フランジにボルトを通してナットを仮止めしてく

注意

ださい。
ボルトの過大な締め付け、片締めはセラミック測定

3）測定管と配管が同心となるように位置を修正して管を破損する恐れがありますので注意してくださ

ください。

い。

同心が出ていないと測定器誤差が大きくなることがありますので、正確に合わせてください。
4）トルクレンチを使用してナットを締付けてくださ

注意い。締め付けは対角位置にあるボルト・ナットを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意

1）PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は、締してください。

付力が不足して液漏れしやすくなることがあり

最大締付トルクを下表に示します。過大な締め付ますので、フランジにバックアップリング等をけはセラミック測定管を破損する恐れがあります

使用してください。

ので避けてください。

2）アースリング～セラミック測定管の間のガスケ
口径（mm）

ットはテフロンジャケット形または充填材入り

推奨締付けトルク（N･m）ANSI フランジ

テフロンを使用しており、比較的硬質です。フ

クラス 150 クラス 300

ランジ側にゴムなどの軟質ガスケットを使用すJIS フランジ
10K

20K

2.5～15

20

20

22

22

ると必要な締付力が得られない場合があります

25

29

29

24

30

ので、軟質系ガスケットは極力使用しないでく

40

47

47

38

57

ださい。

50

58

29

58

30

80

48

60

98

59

100

75

94

75

92

3）取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってください。

締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。
1 回目 最大締付トルクの50%

2 回目 最大締付トルクの80%

3 回目 最大締付トルクの100%
電磁流量計 EGM5300C

図 1.13a9

IM-F2546-J00

C：EGM4300C
C-1. EGM4300C 〔PFA / PTFE ライニング〕●JIS フランジ
推奨締付けトルク（N･m）

口径1）流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向き（mm）を一致させ取付フランジ間に挿入してください。
2）ガスケットを挿入し、フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
3）検出部フランジと取付フランジが同心となるように位置を修正してください。
4）トルクレンチを使用してボルトを締付けてくださ

ETFE、ポリウレタンゴム

PFA / PTFE
JIS10K

JIS20K

JIS10K

JIS20K10, 15

9.3

9.3

－

－

20

16

16

－

－

25

29

29

－

－

40

43

43

－

－

50

55

28

－

－

－

－

65

61

31

80

38

59

－

－

い。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等

100

39

61

－

－

に締め、締付力が片寄らないように注意してくだ

125

66

91

－

－

62

－

－

さい。

150

68

推奨締付トルクを次表に示します。過大な締め付

200

56

94

45

50

けは避けてください。

250

86

145

72

78

300

73

135

63

79

締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。

350

107

－

83

－

1 回目 推奨締付トルクの

50%

400

139

－

104

－

2 回目 推奨締付トルクの

80%

450

127

－

93

－

100%

500

149

－

107

－

600

190

－

128

－

700

220

－

151

－

800

281

－

188

－

900

360

－

205

－

1000

463

－

268

－

3 回目 推奨締付トルクの電磁流量計 EGM4300C

フランジ●ANSI フランジ
口径（mm）

図 1.14a注意

推奨締付けトルク（N･m）
フランジ

PFA / PTFE

ETFE、ポリウレタンゴム

ANSI クラス 150
3.5

－

3/4"

4.8

－

1"

6.7

－

1-1/2"

13

－

50

2"

24

－

65

2-1/2"

35－

10, 15

1/2"

20
25
40

80

3"

43

－

100

4"

34

－

125

5"

42

－

150

6"

61

－

200

8"

86

69

250

10"

97

79

300

12"

119

104

350

14"

133

93

400

16"

130

91

450

18"

199

143

るとボルトが緩むことがあります。

500

20"

182

127

定期的に増締めをしてください。

600

24"

265

180

1）PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は、締付力が不足して液漏れしやすくなることがありますので、ガスケットにゴムなどの軟質のものを使用してください。
2）取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってください。
3）テフロンライニング（PFA / PTFE）の場合は、テ
フロンの性質上、一度締め付けても時間が経過す

10

IM-F2546-J00

C-2. EGM4300C 〔ETFE／ポリウレタンゴム
ライニング〕
アースリングはアース線が接続された状態で付属していますが、検出部には固定されていません。
以下の要領で取付けを行ってください。

注意1）流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ間に挿入してください。

1）PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は締付力

2）アースリングおよびガスケットを挿入してくださが不足する場合がありますので、ガスケットにはい。

ゴムなどの軟質のものを使用するか、フランジにガスケットは、検出部ライニング～アースリング

バックアップリング等を使用してください。

間およびアースリング～配管側取付フランジ間の2）取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってく両方（合計 4 枚）に入れてください。

ださい。

注意
ETFE／硬質ゴムライニングは硬質のため、ライ
ニング自体にシール効果はありません。
金属製・樹脂製フランジを問わず、ライニング～アースリング間にも必ずガスケットを挿入してください。

3）フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
4）検出部フランジと取付フランジが同心となるように位置を修正してください。
5）トルクレンチを使用してボルトを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。
推奨締付トルクは前ページの表を参照してください。過大な締め付けは避けてください。
締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。
1 回目 推奨締付トルクの50%

2 回目 推奨締付トルクの80%

3 回目 推奨締付トルクの100%
電磁流量計 EGM4300C（アースリング付）

アース線
（取付済）

ガスケット

ナット

アースリングアースリング

ボルト

ガスケット

図 1.14b
11

IM-F2546-J00

D：EGM2300C
D-1. EGM2300C アースリングなしの場合●JIS フランジ
推奨締付けトルク（N･m）

口径1）流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向き

PP／硬質ゴムライニング（mm）

JIS10K

JIS20K

25

15

15

40

25

25

50

31

16

65

42

21

80

25

31

を一致させ取付フランジ間に挿入してください。
2）ガスケットを挿入し、フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
3）検出部フランジと取付フランジが同心となるように位置を修正してください。

100

30

47

4）トルクレンチを使用してボルトを締付けてくださ

125

50

69

い。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等

150

56

43

に締め、締付力が片寄らないように注意してくだ

200

45

50

さい。

250

72

78

推奨締付トルクを次表に示します。過大な締め付

300

63

79

350

83

－

400

104

－

450

93

－

50%

500

107

－

2 回目 推奨締付トルクの

80%

600

128

－

3 回目 推奨締付トルクの

100%

700

151

－

800

188

－

900

205
268

－

けは避けてください。
締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。
1 回目 推奨締付トルクの電磁流量計 EGM2300C（アースリングなし）

1000

－

●ANSI フランジ

フランジ

口径
（mm）

図 1.15注意1）ガスケットにはゴムなど軟質のものを使用してください。
2）PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は締付力が不足する場合がありますので、必要に応じフランジにバックアップリング等を使用してくださ

推奨締付けトルク（N･m）
フランジ

PP／硬質ゴムライニング
ANSI クラス 150

25

1"

4.4

40

1-1/2"

12

50

2"

23

65

2-1/2"

30

80

3"

39

100

4"

31

125

5"

35

150

6"

51

200

8"

69

250

10"

79

300

12"

104

350

14"

93

400

16"

91

450

18"

143

500

20"

127

600

24"

180

い。
3）取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってく
ださい。

12

IM-F2546-J00

D-2. EGM2300C アースリング付の場合
1）流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向きを一致させ取付フランジ間に挿入してください。
2）アースリングおよびガスケットを挿入してください。

注意

ガスケットは、検出部ライニング～アースリング
1）ガスケットにはゴムなど軟質のものを使用してく間およびアースリング～配管側取付フランジ間のださい。

両方（合計 4 枚）に入れてください。

2）PVC など樹脂製フランジに取付ける場合は締付力

注意が不足する場合がありますので、必要に応じフラ
硬質ゴムライニングおよび PP ライニングは硬質

ンジにバックアップリング等を使用してくださのため、ライニング自体にシール効果はありまい。

せん。金属製・樹脂製フランジを問わず、ライ

3）取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってく

ニング～アースリング間にも必ずガスケットをださい。

挿入してください。
ガスケットにはゴムなど軟質のものを使用してください。
3）フランジにボルトを通してナットを仮止めしてください。
4）検出部フランジと取付フランジが同心となるように位置を修正してください。
5）トルクレンチを使用してボルトを締付けてください。締め付けは対角位置にあるボルトを順次均等に締め、締付力が片寄らないように注意してください。
推奨締付トルクは前ページの表を参照してください。過大な締め付けは避けてください。
締付けは 3 回に分け下記要領で実施してください。
1 回目 推奨締付トルクの50%

2 回目 推奨締付トルクの80%

3 回目 推奨締付トルクの100%
電磁流量計 EGM2300C（アースリング付）

アース線
（取付済）

ガスケット

アースリングナット

アースリング

ボルト

ガスケット

図 1.1613

IM-F2546-J00

E：EGM6300C
注意1）流体の流れ方向と検出部の流れ方向マークの向きを一致させてください。

 ヘルール、クランプ、ガスケットは付属されていません。お客様にて用意してください。

2）検出部を配管に挿入し、クランプ用ガスケットをヘルールの溝に収まるように取付けてください。

 取付後、1.4 項を参照の上、接地工事を行ってください。

3）ヘルールをクランプで締め付けて取付が同心となっていること、ガスケットが変形していないことを確認してください。
4）クランプはメーカの推奨締付トルクにて締め付けてください。

クランプ接続用
アダプタ
クランプ

ガスケット
ヘルール

アダプタ取付ボルト

図 1.13b

14

IM-F2546-J00

1.4 接 地
次に示す方法で接地工事を確実に行ってください。
1） EGM1300C / 4300C / 5300C / 7300C および
EGM2300C（アースリング付）と EGM6300C（クランプ継手付）の場合

2）EGM2300C（アースリングなし）の場合
両側の配管側フランジにねじ穴（M6）を設け、検出部に取り付けてあるアース線を接続してくださ

接地端子から断面積 2mm2 以上の銅線（600V ビニ

い。

ル絶縁電線など）を用いて、D 種接地工事（接地

接地端子から断面積 2mm2 以上の銅線（600V ビニ

抵抗 100Ω以下）を実施してください。

ル絶縁電線など）を用いて、D 種接地工事（接地
抵抗 100Ω以下）を実施してください。

電磁流量計（アースリング付）
EGM1300C (25～150mm)
EGM2300C

電磁流量計 EGM2300C（アースリングなし）
アース線（検出部に取付済）

配管側フランジにねじ止め（M6 ねじ）

D 種接地

図 1.17
アース線（お客先用意）電磁流量計（アースリング付）
EGM1300C (10 / 15mm)
EGM4300C / EGM5300C
EGM7300C
電磁流量計（クランプ継手付）
EGM6300C

D 種接地

図 1.19

注記
接地が不完全ですと、指示・出力が変動するなど
正しく動作しません。
上記の方法に従って正しく接地工事を実施してく
ださい。

D 種接地

図 1.1815

IM-F2546-J00

1.5 配 線
1.5.1

コンジット配線

配線上の注意1）電磁流量計内部への水の侵入や結露による障害を防ぐため、雨天時には屋外では配線作業を行わな
いでください。
2）AC 電源形の場合は、電源配線と信号配線は必ず別々のケーブルを使用してください。
複数の出力信号を取り出す必要があって、配線接続口が不足する場合には、信号ケーブルに多芯ケ

ドレン抜きーブルを使用して配線してください。
DC24V 電源形の場合は、電源と信号配線が同一ケーブルでも差し支えありません。

図 1.21a

AC 電源

コンジット配線

出力信号

AC 電源
出力信号

図 1.20注記
AC 電源形で電源と信号配線を同一ケーブルで

図 1.21b配線すると、誘導ノイズにより出力が影響を受けることがあります。

5）端子へのケーブル端末の接続時は、線心を端子の奥まで充分に差し込み、約 0.4 N･m の締め付けト3）配線接続口部分は防水処理を確実に行ってくださルクで確実に結線してください。

い。

6）使用するケーブルは以下のものを推奨します。

4）コンジット配線を行う場合には、図 1.21a に示すように配線接続口から下向きの傾斜を設けて、配線

電源端子

入出力信号端子接続口にコンジットを通して水が流れ込まないよ

公称断面積

0.5～2.5mm2

0.5～2.5mm2

うにしてください。

種

ビニルシースケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル

類

また、コンジット配管にはドレン抜きを設けて仕上り外径定期的に排水してください。

8～11mm7）端子は撚線を素線のまま接続できるように設計さ注意れていますので、圧着端子を使用する必要はあり
配線接続口から内部に水が流れ込むと、変換基ません。使用する場合は、次項の「圧着端子の使板や検出部内部に水が浸入して修理が困難にな用および適合電線について」を参照してください。

ることがあります。
配線接続口の防水処理は確実に行ってください。

16

IM-F2546-J00

1.5.2◎圧着端子の使用および適合電線について

端子配置

本器の端子台は差込み式ネジ接続端子で、撚線を素線のまま接続できるように設計されています。したがって、棒形圧着端子等を使用する必要はありません。
しかし、撚線がばらけないようにするため、あるいは工事規定等で圧着端子の使用が必要な場合には、以下に示す圧着端子の使用を推奨します。
これら以外の棒形圧着端子では、挿入部分の寸法が端子と合わなかったり、接続が不完全になることがあります。注意してください。
1）フェニックス・コンタクト製 絶線棒端子／圧着工具
電線公称
断面積
（mm2）
0.5

適

合

棒端子型番

電源
端子

入出力
端子

AI0.5－8

○

○

0.75

AI0.75－8

○

○

1

AI1－8

○

○

1～1.5

AI1.5－8○○

1.5～2.5

AI2.5－8○○

圧着工具型番

ZA3(0.25～6mm2 用)2）日本ワイドミューラー製 絶縁カバー付スリーブ／
圧着工具
電線公称
断面積
（mm2）

スリーブ
型番

適
電源
端子

合
入出力
端子

0.5

H0.5/13,14

○

○

0.75

H0.75/13,14

○

○

1

H1.0/13,14

○

○

1～1.5

H1.5/14○○H2.5/15○○

1.5～2.5

圧着工具型番

PZ4(0.5～4mm2 用)

なお、圧着端子および圧着工具が入手困難な場合には、弊社までご連絡ください。

図 1.22

17

IM-F2546-J00

1.5.3

1.5.4

電源の結線

電流出力の結線

1）通常の結線（内部電源使用）

配線前に次の事項を確認してください。
1）本器の定格電源電圧と接続しようとしている電源

端子 A＋／A に受信計器を接続してください。
DC4-20mA（または DC0-20mA）が出力されます。

とが一致していることを確認してください。

電流出力は電源および他の出力とアイソレートさ

2）電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源

れています。

と共用することは避けてください。
また、インバータなどを使用していて電源ライン

A

へノイズが混入する恐れのある場合は、インバー

A－

A＋

タ用ノイズフィルター等を設置してノイズを除去－

してください。

受信計器3）電源電圧が規定範囲内にあることを確認してくだ

A
＋

さい。
電圧範囲はテクニカルガイダンスを参照してくだ

図 1.24さい。
 許容負荷抵抗は 1000Ωです。電流発信用の電源は内蔵されているので外部電源は不要です。

注意
規定範囲外の電圧を印加すると変換部に損傷を注意与えます。注意してください。

A＋/ A 間に電圧を印加しないでください。
●AC 電源形
EL2）外部電源を使用する場合の結線N

2 線伝送器用受信計など伝送用電源を内蔵した受信計器を使用する場合は、A／A－端子間に接続し～てください。

AC 電源

接地
A

●DC 電源形（DC24V）
E
L＋
～

A－

A＋

－

L－

受信計器

A
＋
＋

※

＋ －
DC24V
(DC9～31V)－

外部電源（DC32V 以下）

接地

図 1.25
 外部電源の電圧は DC32V 以下としてください。

図 1.23
接地は必ずアース端子(E)を使用してください。

18

IM-F2546-J00

1.5.51.5.6

パルス出力の結線

状態出力の結線

パルス出力はオープンコレクタ出力で、端子 D／D－

状態出力はオープンコレクタ出力で、端子 B／B－とに出力されます。

C／C－に出力されます。

B
(C)

D

D－

＋

－

＋
オープンコレクタ
入力形

カウンタ

B－
(C)－

－
オープンコレクタ
入力形

受信計器

負荷定格：DC5～30V、100mA 以下

負荷定格：DC32V 以下、20mA 以下（≦10kHz）
100mA 以下（≦10Hz）

図 1.28
図 1.26
 負荷定格内で使用してください。
 負荷定格内で使用してください。

 出力は電源および電流出力とアイソレートされて 出力は電源および電流出力とアイソレートされて

います。

います。
 電圧入力形の受信計器への接続

1.5.7

コントロール入力の結線

電圧入力形のパルスカウンタ等には直接接続できません。この場合は、以下に示すように外部電源おコントロール入力は電圧入力形で、設定により端子よび外付け抵抗器を使用して電圧に変換して接続

B / B－に入力します。

してください。

注記
D

コントロール入力は標準では機能設定されていD－ません。Fct.2.1：入出力端子機能の設定を変更する必要があります。

R

R：抵抗器
B

外部電源：DC32V 以下
＋

＋ －
カウンタ

B－

－
電圧入力形
＋

－

※ 外付け抵抗器の値はカウンタの入力電圧範囲を考慮し、
電圧入力

かつパルス出力端子の入力電流が 100mA 以下（≦10Hz）、
20mA 以下（≦10kHz）となるように決定してください。

Low ：DC0～2.5V
High ：DC19～32V

図 1.27
図 1.29 印加電圧は DC32V 以下としてください。
 入力は電源および電流出力とアイソレートされて
います。

19

IM-F2546-J00

1.6 表示器の取付方向の変更
1.6.1

水平／垂直取り付けの変更

水平配管

表示器（指示部）は、以下のバージョン A、B、C のいずれかの向きに取り付けられています。

図 1.30ストッパー挿入口

表示器の取付方向を変更する場合には、以下の方法で行ってください。

ストッパー挿入口

1）電源を切ってください。

警告
電源を投入したまま作業をすると、感電や基板を損傷する恐れがありますので、必ず電源を切
垂直配管ってください。
2）表示器側の変換部カバーを開けてください。
3）表示基板を止めてある 2 ヶ所のストッパーをマイ
ナスドライバーで解除して基板を取外してください。
4）水平配管取り付け（バージョン A,C）の場合および、
垂直配管取り付け（バージョン B）の場合には、希望する向きに基板を 90 ﾟ回して 2 ヶ所のストッパ
ーがロックするまでさし込んでください。
水平配管取り付けでバージョン A⇔バージョン Cの変更を行う場合には、表示基板を 180゜回して取り付けてください。
ストッパー挿入口

この際、表示基板と内部基板を接続しているフラットケーブルを必要以上にねじらないように注意
してください。
5）カバーをしっかりと閉めてください。
6）電源を投入してください。

図 1.31

20

IM-F2546-J00

1.6.2

流れ方向の変更

特にご指定のない限り、流れ方向は変換部の配線接続
口側が上流側となるよう設定してあります。

配線接続口

上流

下流

図 1.32
流れ方向マークとプロセスの流れ方向を一致させて取り付けた場合に表示部が見にくい方向を向いてしまうときは、次の方法により流れ方向設定を変更してください。
1）流れ方向マークと逆の向きに配管に取付けてくだ
さい。

流れ方向

図 1.332）電源を投入し、変換部のキー操作によりデータ設
定モードに切換えてください。
3）Fct.C1.2.2 「 flow direction 」 の デ ー タ を “ nomal
direction”から“reverse direction”に変更してください。
4）以上の設定により流れ方向マークと逆方向の流れが“正方向”となります。

21

IM-F2546-J00

2. 各部の名称および機能
2.1 変換部表示パネル

2.2 表示器
表示器の表示は各モードにより、次のようになります。
5

2.2.1

測定モード（流量測定時）

6 瞬時流量値、流量積算値、導電率、バーグラフ表示

2など、1 画面に 1 から 3 段まで同時に表示することが

3

可能です。

1

4

図 2.1
1. 表示器
バックライト付液晶表示で、最大 3 段まで表示します。
また、データ設定時には機能項目およびデータが表示されます。
2. 1 段目および 2 段目表示部
瞬時、積算値などを表示します。
1 段のみの表示にすると、文字が大きくなります。
3. 3 段目表示部
バーグラフ表示も可能です。
4. 赤外線センサ
データ設定は、フロントカバーを外さずにガラス面の外部から指先を>, , ▲, ▼の赤外線センサをタッチすることによりデータ設定操作を行うことができます。
5. 青色バー表示部
測定時は TAG.NO.を表示し、データ設定時にはFct.NO.を表示します。
6. センサ応答表示
赤外線センサが応答した時にマーク（×）が表示さ
れます。

22

IM-F2546-J00

3. 運 転

3.1.2

検出部通液

検出部測定管内を満液状態にして、流体を静止させて本器は納入に先立ち、ご指定の仕様に基づいてください。この際、バルブにリークがなく、完全に流データ設定・調整がなされています。

体が静止していることを確認してください。

取付および配線が完了した後、本章の手順に従って

また、気泡が測定管内に残らないようにしてください。

操作していただければ、表示と電流およびパルスの流量信号が得られます。

注記

万一、運転開始時に不具合が生じた場合は、設定データの確認を行ってください。
また、特にご指定のない機能については標準設定値に設定されていますので、必要に応じて設定データの変更を行ってください。

検出部測定管内が空になったり満液状態でないと、
表示・出力が振りきれたり、ハンチングしたりします。
必ず満液状態にしてください。

3.1 運転準備
3.1.1

注記
電源投入前の確認事項
試運転等で、純水など導電率の低い液体を使用した

取付けおよび配線完了しましたら、電源投入・運転開場合には、検出部測定管内が満液状態であってもゼ

始前に次の点を必ず確認してください。

ロ点が安定しません。
この場合には、水道水または実際に使用する液を入

1）配 線れた状態にしてから、ゼロ点の確認・調整を行って 電源および出力端子の配線に誤りのないこと。

ください。。

 ケーブルが確実に端子に接続されていること。
 接地が確実に行われていること。

3.2 運 転2）電源電圧3）検出部の取付

3.2.1

 フランジボルトが確実に締めてあること。

通電1）電源を投入してください。

 流れ方向と流れ方向表示が一致していること。

変換部の内蔵マイクロプロセッサがイニシャルチ

4）使用流体ェックした後、測定値表示となります。

 使用する流体の温度・圧力条件が適正であること。

瞬時流量値表示のときは、ゼロ調整前ですので表示※ 使用可能な温度・圧力範囲は、機種・口径等がゼロにならないときがあります。

により異なります。

積算流量値表示のときは、メモリーされている積算

テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照

値が表示されます。

してください。

次項のゼロ調整行った後、積算値のリセット操作をしてください。

警告2）通電後、約 15 分間ウォームアップしてください。
使用可能な圧力範囲や温度範囲を超えた流体を流すと、本器に損傷を与えたり事故の原因になります。
テクニカルガイダンス、納入仕様書等を参照の
上、規定の温度・圧力範囲を必ず守ってください。

23

IM-F2546-J00

3.2.2

ゼロ調整

設置後、運転前に一度、必ずゼロ点の確認・調整を行ってください。
キ－操作は、下図に示します様に赤外線センサ付きですので、表示部ガラス蓋を取り付けたままキ－の上を指でタッチし操作して下さい。（ガラス蓋を外して操作すると、誤動作する場合があります。）

赤外線センサ
本器は、自動ゼロ調整機能をもっていますので、次の操作によりゼロ調整を行うことができます。
なお、ゼロ調整は一度行えば、電源を投入するたびに行う必要はありません。（ゼロ調整時の内部補正データを不揮発性メモリに保持しています。）
ゼロ調整 操作手順

表示内容
>

test
setup
service>--process input
I/O>--calibration
filter>--zero calibration
0.00xxx m/s
size
calibrate zero ?
breakcalibrate zero ?
automatic
please wait
xxx.x sFct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C1

C1.1

> タッチで process input の項目に入る> タッチで calibration の項目に入る

C1.1.1> タッチで zero calibration に入る
現状の補正値（m/s）が表示される

C1.1.1> タッチで calibrate zero に入る
break が選択されている

C1.1.1

 タッチで automatic を選択する
 をタッチする

C1.1.1

校正中の残り時間が表示（カウントダウン）される

24

IM-F2546-J00

Fct.NO.

表示内容0.00zzzm/s
zero calibration
0.00yyy m/s-1.00000…+1.00000>--zero calibration
0.00yyy m/s
size

C1.1.1C1.1.1>--Save configuration?
Yes

3.2.3

積算表示のリセット

キー操作方法
上段に社内校正時データ（0.00zzzm/s）が表示される
中段に今回のゼロ点校正結果（0.00yyym/s）が表示される
下段に変更可能範囲が表示される--> calibration
filter>--process input
I/O

>

test
setup
service

 をタッ
チしてい
くと階層
が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

C

積算表示を使用する場合は、運転前に積算値のリセット操作を行ってください。
次の操作で正方向、逆方向および正逆差流流量積算値がリセットされます。
積算表示リセット 操作手順
例：積算カウンター（counter1）のリセット

表示内容--> quick setup
test
Tag> resetanalog outputs
reset errors> counter 1
counter 2
reset counter?
noreset counter?
yes
reset errors> counter 1
counter 2
FIC001+345 S/cm+0.000 m/s
1 +0.000L

Fct.NO.

操作方法

A> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
quick setup を選択する

A3> タッチ、（2 回）タッチで reset の項目に
入る

A3.2

A3.2

A3.2

A3.2

> タッチ、 タッチで counter 1 に入る> タッチで reset? no と表示される

 タッチで yes を選択する
 をタッチする
Tag> resetanalogoutputs--> quick setup
test

をタッチしていくと階層が戻る表示画面となり、counter 1（1）はリセットされます（左記は２ページ目）（Save configuration ？の確認表示はされません）

25

IM-F2546-J00

3.2.4

運転1）流体を流し、運転を開始してください。
2）表示器が瞬時流量表示のとき、正方向の流れで“－”が表示された場合には流れ方向が逆になっています。検出器の取付方向（流れ方向マークと流れ方向が一致しているか）を確認してください。
3）流量レンジ、パルスレートの変更、表示内容の変更などを行う場合は、次章を参照して設定データの変更を行ってください。

4. データ設定
4.1 設定の概要
4.1.1

設定手順

本器の流量レンジ、表示機能、出力パルスレートなどの出力仕様、各機能などのデータ設定はすべてフロントパネルの赤外線センサの設定キ－の操作により行います。
次頁にデータ設定フローを示します。

26

IM-F2546-J00

 データ設定フロー
設定

測定モード



>

データ

actuate for 2.5 s

AQuick Setup

B

Test

C

Setup

A 1 Language
A 2 Measuring point (tag)A 3 Error reset
A 4 Unit
A 5 Measuring range
only for current output
A 6 Time constantwith HART®, connection
to terminals A or C
A 7 Low flow cutoff
A 8 Unit for pulse value only for pulse output
connection to terminals D
A 9 Value per pulse
A10 GDC IR interface
B 1 Flow velocity
B 2 Volume rate of flow
B 3 - B 6 Outputs to terminals A - D
B 7 Operating hours
B 8 - B 13 act. flow velocity, electronics temp.
coil temp., conductivity,
noise, flow profile
1.1 Calibration
1.2 Filter
1.3 Self-test
1.4 Information
1.5 Simulation

C 1 Process input

C2

2.1 Hardware
2.x Current output
2.x Freq. output
2.x Pulse output
2.x Status output
2.x Limit switch
2.x Control input

I/O

3.1 counter 1
3.2 counter 2

C 3 I/O counter

5.1 Device info
5.2 Display
5.3 1.meas.page
5.4 2.meas.page
5.6 Special function
5.7 Units

C 5 Device

>
キ－操作

設定

ファンクション

メニュー

▼ ▲



>

>
▼ ▲



27

▼ ▲



▼▲
>

IM-F2546-J00

Set up データ設定メニューの構成
本器の Set up データ設定項目は次のような階層メニューで構成されています。
メニュー

ファンクション

データ

process input

calibration********

I/O

hardware********

devicedevice info********

Fct. C1.0.00 process input
ゼロ調整、検出部データなど初期導入時のデータを設定します。
Fct. C2.0.00

I/O

運転に必要な主要データを設定します。
 フルスケール
 出力機能など
Fct. C5.0.00

device表示機能のデータを設定します。
 キイ操作

1）設定モードに切換える>キーを 2.5 秒押します。
測定値
表示

>

quick setup2）メニューとファンクションを切り換える
メニュー
setup

ファンクション

>process input（データ項目の切換えも同様）

28

IM-F2546-J00

3）メニュー/ファンクションの項目を移動する

process input>

calibration

▼

▼
I/O

filter▼▼▼device（データ項目も同様）

具体的なキイ操作、データ設定方法については、
後述のデータ設定例を参照してください。

注記
設定モードにてデータ設定を行っている途中で、何もキイ操作をしない状態が 3 分間以上続くと、自動的に測定モードに戻ります。
この場合、それまでに行ったデータの変更はすべて無効になります。注意してください。

29

IM-F2546-J00

クイックセットアップ機能
本機は、変更頻度が高いパラメータが１ブロックにまとまっています。クイックセットアップ機能により、現場での流量レンジ、パルスレート等の変更が容易にできます。
操作方法を下記に示します。
キ－操作

表示中央
＋

＞（2.5 秒間タッ
チ）

表示下段

０．００ m3／ｈ

バーグラフ表示keep key pressed

備考
計測表示例

00＊．＊ sec（＊．＊が 2．5 から
カウンダウンします。）（タッチ解除）＞ quick＞ １回＞ language

setup

test
Tag

English3回＞ analog outputs

digital outputs＞ １回＞ measurement

unit

▽

＞ unit＊ /▽ｱﾅﾛｸﾞ出力設定

volume flow
1回

＞ １回

range
＊

瞬時流量単位設定

unit
＊ /

＊

キ－操作▽ をタッチする事により、＊ / ＊が m3 / h,m3 / min,m3 / s,L / h,L / min,L / s,free unit,IG / h,IG / min,IG / s,gal / h,gal / min,gal / s,ft3 / h,ft3 /min,ft3 / s １回がスクロール。 により確定。
＞ unitrange

m3 / h に設定

low flow cutoff

瞬時流量単位が m3/

m3 /ｈ
▽ 1回

＞ range
0.00…＊＊＊．＊＊ m3 /ｈ

＞ １回

ｈの

場合

＞ range
0.00…＊＊＊．＊＊ m3 /ｈ
0 および＊が、キ－操作のタッチにより、＞：移動、▽：数値ダウ

ン、△：数値アップする。  により確定。
2回＞ range

low flow cutoff

0.00…＊＊＊．＊＊ m3 /ｈ
▽

1回

＞ low

fow

cutoff02.0±01.0 %＞ １回

low fow cutoff

time constant

ﾛｰﾌﾛｰｶｯﾄｵﾌ

00.0…20.0てあり流量上昇時は02.0±01.0 %＞ １回

low fow cutoff

00.0…20.0

02.0±01.0 %△ １回

low fow cutoff

00.0…20.0

機能にﾋｽﾃﾘｼｽ特性を持たせﾌﾙｽｹｰﾙの 4%以下、流量下降時はﾌﾙｽｹｰﾙの2%以下を出力ゼロに変更。

03.0±01.0 %



2回

＞ low

fow

cutoff03.0±01.0 %▽1回

time constant＞ time constant

時定数を４秒から 10004.0 s
＞ １回

time constant

秒に

変更。

000.0…100.0

004.0 s30

IM-F2546-J00

キ－操作

表示中央

表示下段

備考

000.0…100.0＞ １回

time constant004.0 s

△ １回

time constant014.0 s

＞ １回

time constant014.0 s▽

4回

time constant
010.0 s

2回

＞ time constant

1回＞ analog outputs

digital outputs▽

1回＞ digital outputs

GDC

IR

＞ １回

＞ measurement

pulse

value

value

p.

000.0…100.0
000.0…100.0

000.0…100.0

010.0 sinterface

ﾊﾟﾙｽ出力設定

unit

volume flow▽

1回

＞ pulse value unitpulse

1 ﾊﾟﾙｽあたりの容積

＊
＞ １回

単位設定

pulse

value unit＊
キ－操作▽ をタッチする事により、＊ が m3,hl,L,ml,

free

unit,IG,gal,yd3,ft3,in3 がスクロール。

 １回

 により確定。

＞ pulse value unit

value

p.

pulse

L に設定

L
▽

1回

＞ valuep. pulse

low fow cutoff＊．＊＊＊＊＊ L
＞ １回

value

p.

ﾊﾟﾙｽﾚｰﾄ設定 （容積単位が L の場合）

pulse＊．＊＊＊＊＊ L＊が、キ－操作のタッチにより、＞：移動、▽：数値ダウン、△：

数値アップする。  により確定。
2回＞ valuep. pulse

low fow cutoff＊．＊＊＊＊＊ L
▽

1回

＞ low

fow

cutoff

ﾛｰﾌﾛｰｶｯﾄｵﾌ

0.100±0.050 m3 /ｈ
＞ １回

てあり流量

low fow cutoff

は 0.250.100±0.050 m3 /ｈ
＞ １回

上昇時

m3 /ｈ以下、

流 量 下 降 時 は 0.15

low fow cutoff

m3 /ｈ以下を出力ゼ0.100±0.050 m3 /ｈ
△ １回

機能に

ﾋｽﾃﾘｼｽ特性を持たせロに変更。

low fow cutoff
0.200±0.050 m3 /ｈ



2回

＞ low



2回

＞ quick

fow

cutoff0.200±0.050 m3 /ｈ

 １回

Save

setup

test

configuration

Yes

 １回

＋

０．００ m3／ｈ

バーグラフ表示31

計測表示例

IM-F2546-J00

4.1.2

設定項目一覧

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C1

Process input

プロセスデータ

C 1.1

Calibration

校正データ

C 1.1.1

Zero calibration

ゼロ点調整

C 1.1.2

Size• break

中止• Automatic

自動ゼロ点調整• default

工場出荷時でののゼロ点選択.

• manual

任意のオフセット値設定（-1 m/s <オフセット値 < +1 m/s）

口径
• 口径 2.5 - 3000 mm

C 1.1.3

GK selection[ = 0.1 - 120 inch ]まで選択可能

検出器定数の選択• GK and GKL（標準設定） • GK

C 1.1.4• GKL • GKH のいずれかを選択

GK

C 1.1. 5 GKL
C 1.1.6

GKH

C 1.1.7

Coil resistance Rsp.

検出器定数 GK 値の設定
• 0.5  GK 値  12 (20)までの値で設定可能
励磁コイル抵抗値• xxx.xx Ohm （10 Ω < 抵抗値< 220 Ω at 20°C まで設定可能）

C 1.1.8

Calib. coil temp.

励磁コイル抵抗値の温度校正（校正の実施不可）

C 1.1.9

Density

固定密度値の設定
質量流量表示の場合に設定が必要• x.xxxx kg/l （0.1 kg/l < 密度 < 5.0 kg/l まで設定可能）

C 1.1.10 Target conduct.

導電率校正値
導電率 1.000 … 9999 µS/cm までの値で設定可能

C 1.1.11 EF electr. factor

EF ファクタ－値：導電率係数（校正の実施不可）• xx.xx mm

C 1.1.12 Num. of electrodes（0.10 mm  EF 値  30.00 mm まで設定可能）

電極数• 2 electrodes（標準）C 1.1.13 Field frequency•（オプション） 3 or 4 electrodes

励磁周波数
商用電源周波数 × 下記の分周比のいずれかを選択• 2 • 4/ 3 • 2/ 3 • ½

C 1.1.14 Select settling(for special applications)• 1/ 6 • 1/ 8•¼

• 1/12• 1/18•1/36 • 1/50

励磁電流の立ち上がり時間選択• Standard（標準）• Manual（任意設定）

C 1.1.15 Settling time

励磁電流の立ち上がり時間
上記 C 1.1.14：Select settling にて、Manual（任意設定）を選択時のみ可能• xxx.x ms

C 1.1.16 Line frequency（1 ms 時間  250 ms まで設定可能）

電源周波数• Automatic（標準）• 50 Hz32• 60 Hz

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C1.2

Filter

電極信号フィルタ

C 1.2.1

limitation

電極信号フィルタにおける適用流速範囲
流量測定の安定化を図る機能• - xxx.x m/s （1st value）… + xxx.x m/s（2nd value) (1st value
1st value:

設定レンジ

<

2nd value)- 100.0 m/s 流速  - 0.001 m/s

2nd value: + 0.001 m/s  流速  + 100.0 m/s
C 1.2.2

Flow direction

流れ方向• normal direction（正方向：標準設定）• reverse direction（逆方向）

C 1.2.3

Time constant

出力時定数• xxx.x s（000.0 s < 出力時定数 < 100.0 s）
表示、アナログ出力、パルス出力に適用される。

C 1.2.4

Pulse filter

パルス状ノイズのフィルタ• off（無効） • on（有効）固形物、気泡等によるノイズ成分の影響を抑える機能

C 1.2.5

Pulse width

パルス状ノイズのフィルタによる応答性遅延時間
Fct. C 1.2.04

Pulse filter が on に設定された時に有効• xxx.x s （00.01 s < 遅延時間 < 10.00 s）
固形物、気泡等によるノイズ成分の影響を抑えるための遅延時間
C 1.2.6

Pulse limitation

パルス状ノイズのフィルタにおける適用流速範囲
Fct. C 1.2.04• xxx.x m/s

C 1.2.7

Noise filter

Pulse filter が on に設定された時に有効(0.010 ｍ/s < 流速< 100.0 m/s）

ノイズフィルタ• off（無効） • on（有効）低導電率、固形物、気泡、化学反応等による高ノイズ成分の影響を抑える機能

C 1.2.8

Noise level

ノイズレベルFct. C 1.2.07 Noise filter が on に設定された時に有効• x.xxx m/s

C 1.2.9

Noise suppression（0.010 m/s < ノイズレベル値< 10.00 m/s

ノイズ除去強度
Fct. C 1.2.07 Noise filter が on に設定された時に有効• 1 … 10

C 1.2.10

Low flow cutoff

からノイズ除去強度を選択

ローフローカットオフ• x.xxx m/s ±x.xxx m/s（0.000 m/s < 流速 < 10.00 m/s）

表示、アナログ出力、パルス出力に適用される。

33

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 1.3

Self test

自己診断機能C 1.3.1

Empty pipe detect

空検知機能• OFF ：無し
• Conductivity ：導電率のみ測定• Cond.+empty pipe [S] ：導電率測定と空検知機能が有効となる。但し、空検知時は出力がゼロにホールドされない。
• Cond.+empty pipe [Ｆ] ：導電率測定と空検知機能が有効となり、空検知時は出力がゼロにホールドする。

C 1.3.2

Limit empty pipe

空検知機能の適用範囲
Fct. C 1.3.01 Cond.+empty pipe [S]もしくは Cond.+empty pipe [F]が設定された時に有効• xxx.x µS/cm（0.000 µS/cm < 導電率 < 9999 µS/cm）

上記にて設定された導電率以下の値を検知した時に、空検知機能が作動する。
C 1.3.3

Act. conductivity

導電率表示
導電率測定機能が有効時のみ（C 1.3.01 の設定が OFF 以外）（C 1.3.4） （Full pipe）

満水確認（特殊機能）• off • on
special sensor version の 4 電極タイプの時のみ、この機能が搭載（C 1.3.5） （Limit full pipe）

満水確認の適用範囲
Fct. C 1.3.04 Full pipe が on に設定された時に有効• xxx.x µS/cm

C 1.3.6

Linearity（0.000 µS/cm 導電率  9999 µS/cm）

出力の直線性テスト（Linearity test）の実施
Fct. C 1.1.03 GK selection が GK＋GKL に設定された時に有効• off ：Linearity test を実施しない。
• on ：Linearity test を実施する。

C 1.3.7

Act. linearity

出力の直線性表示
Fct. C 1.3.06 Linearity が on に設定された時のみ

C 1.3.8Gain

自動ゲインコントロールの作動確認• off ：自動ゲインコントロールの作動を確認しない。
• on ：自動ゲインコントロールの作動を確認する。

C 1.3.9

Coil current

励磁電流の出力確認• off ：励磁電流の出力を確認しない。
• on ：励磁電流の出力を確認する。

C 1.3.10

Flow profile

流量検出の状況確認• off ：流量検出状況を確認しない。
• on ：流量検出状況を確認する。

C 1.3.11

Limit flow profile

流量検出の状況確認の適用範囲
Fct. C 1.3.10 Flow profile が on に設定された時に有効• xx.xxx（00.000  検出レベル  10.000）

上記にて設定された検出レベルを超えた時にエラーが表示される。
C 1.3.12

Act. flow profile

流量検出レベル表示
Fct. C 1.3.10 Flow profile が on に設定された時のみ

C 1.3.13

Electrode noise

電極信号ノイズの状況確認• off ：電極信号ノイズの状況を確認しない。
• on ：電極信号ノイズの状況を確認する。

34

IM-F2546-J00

Fct.
C 1.3.14

テキスト表示Limit electr. noise

テキスト内容の説明
電極信号ノイズの状況確認の適用範囲
Fct. C 1.3.13 Electrode noise が on に設定された時に有効• xxx.x m/s（0.000 m/s ノイズレベル  12.00 m/s）

上記にて設定されたノイズレベルを超えた時にエラーが表示される。
C 1.3.15

Act. electr. noise

電極信号ノイズ表示
Fct. C 1.3.13 Electrode noise が on に設定された時のみ

C 1.3.16

Settling of field

磁場安定性の状況確認• off ：磁場安定性の状況を確認しない。
• on ：磁場安定性の状況を確認する。

C 1.3.17

Diagnosis value

診断値•off（標準設定）•Electrode noise•Flow profile •Linearity •Terminal2DC•Terminal3DC のいずれかを、アナログ出力に選択可能

C 1.4

Information

センサ情報

C 1.4.1

Liner

ライニング材質

C 1.4.2

Electr. material

電極材質

C 1.4.3

Calibration date

C 1.4.4

Serial no. sensor

センサシリアル NO.

C 1.4.5

V No. sensor

センサ V NO.

C 1.4.6

Sensor electr. info

変換部情報

C 1.5

Simulation

模擬出力

C 1.5.1

Flow speed

流速

C 1.5.2

Volume flow

体積流量

35

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C2

I/O

外部入出力

C 2.1

Hardwareターミナルアサイン（割り当て）

C 2.1.1

Terminals A

ターミナル A
Current output（電流出力：標準）/ off

C 2.1.2

Terminals B

ターミナル B
Status output（状態出力：標準）/ limit switch / control input / off

C 2.1.3

Terminals C

ターミナル C
Status output（状態出力：標準）/ limit switch / off

C 2.1.4

Terminals D

ターミナル D
Pulse output（パルス出力：標準）/ frequency output / status output / limit switch / off

C 2.2

Current out A

C 2.2.1

Range

電流出力

0% … 100% 出力レンジ• xx.x … xx.x mA（0.00 mA  電流値  20.0 mA）
標準設定：04.0…20.0 mA

C 2.2.2

Extended range

拡張出力レンジ• xx.x … xx.x mA （03.5 mA  電流値  21.5 mA）
標準設定：03.8…20.5 mAC 2.2.3

Error current

エラ－時出力mA（03.0 mA  電流値  22.0 mA）• xx.x

標準設定：21.5 mAC 2.2.4

Error condition

エラ－識別条件・error in device（機器故障によるエラ－：標準設定）
・Application error（アプリケーションおよび機器故障によるエラ－）・out of specification（すべてのエラ－）

C 2.2.5

Measurement

測定値（出力）選択• Volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• coil temperature（励磁コイル温度）• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• diagnosis value（診断値）

C 2.2.6

Range

フルスケール
0 … xx.xxx
5 桁までの数値設定が可能、単位は C2.2.05 の測定値選択による

C 2.2.7

Polarity

流れ方向出力機能選択• positive polarity（正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.2.8

Limitation

出力リミット± xxx … ± xxx % （-150 %  value  +150 %）C 2.2.9

Low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x± xx.x %（設定値範囲:00.0 % … 20.0 %）標準設定：2.0±1.0%（フルスケール値に対して）
C 2.2.10

Time constant

出力時定数xxx.x s

（設定範囲 000.1 s … 100.0 s）

標準設定：4sec
C 2.2.11

Special function

特殊機能選択• OFF （無し）
• Automatic range（自動 2 重レンジ切替）• External range（コントロール入力によるレンジ切替）

36

IM-F2546-J00

Fct.
C 2.2.12

テキスト表示Threshold

テキスト内容の説明
2 重レンジ切替ポイント
Fct. C 2.2.11 Special function が Automatic range に設定された時のみ有効
xx.x（切替ポイント）± xx.x %（ヒステリシス）：フルスケールに対する設定（設定範囲:

05.0 % … 80.0 %）C 2.2.13

information

変換基板情報C 2.2.14

Simulation

模擬出力機能C 2.2.15

4mA trimming

4mA 出力微調整
3.6000…5.5000mA まで調整可能

C 2.2.16

20mA trimming

20mA 出力微調整
18.500…21.500mA まで調整可能

37

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示C 2.5

Frequency out D

周波数出力

C 2.5.1

Pulse shape

パルスタイプ

テキスト内容の説明• fixed• automatic• symmetric

自動：フルスケール周波数にデューティ比 1：1（50％）任意設定

おいて、デューティ 50％となる
パルス幅
C 2.5.2

Pulse width

パルス幅
Fct. C 2.5.01 Pulse shape が fixed に設定された時のみ有効
xxx.xx ms

C 2.5.3

100% Pulse rate

（設定範囲:

0000.05 … 2000.00 ms）

最大出力周波数xxxxx.x Hz （設定範囲: 00000.0 … 10000.0 Hz）

C 2.5.4

Measurement

測定値（出力）選択• Volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）• coil temperature（励磁コイル温度）• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• diagnosis value（診断値）

C 2.5.5

Range

フルスケール
0 … xx.xxx
5 桁までの数値設定が可能、単位は C2.5.04 の測定値選択による

C 2.5.6

Polarity

流れ方向出力機能選択• positive polarity （正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities （両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.5.7

Limitation

出力リミット± xxx … ± xxx % （ -150 %  value  +150 %）C 2.5.8

Low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x± xx.x % （設定値範囲:

00.0 % … 20.0 %）標準設定：2.0±1.0%（フルスケール値に対して）
C 2.5.9

Time constant

出力時定数xxx.x s （設定範囲 000.0 s … 100.0 s）
標準設定：0sec

C 2.5.10 Invert signal

スタータス反転• off （ノーマルオープン）• on （ノーマルクローズ）

C 2.5.12 information

変換基板情報C 2.5.13 Simulation

模擬出力機能38

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示C 2.5

Pulse output D

パルス出力

C 2.5.1

Pulse shape

パルスタイプ

テキスト内容の説明• fixed• automatic• symmetric

自動：フルスケール周波数にデューティ比 1：1（50％）任意設定

おいて、デューティ 50％となる
パルス幅
C 2.5.2

Pulse width

パルス幅
Fct. C 2.5.01 Pulse shape が fixed に設定された時のみ有効
xxx.xx ms

C 2.5.3

Max. Pulse rate

（設定範囲:

0000.05 … 2000.00 ms）

最大出力周波数xxxxx.x Hz （設定範囲: 00000.0 … 10000.0 Hz）

C 2.5.4

Measurement

測定値（出力）選択• Volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）

C 2.5.5

Pulse value unit

パルス出力単位選択
体積：• ml • l • hl • m³• free unit

質量：• mg • g • kg • t • free unit • oz

• in³ • ft³ •yd³ • gal • IG
C 2.5.6

Value p. pulse• lb • ST (Short Ton) • LT (Long Ton)

パルスレートxxx.xxx
6 桁までの数値設定が可能、単位は C2.5.05 のパルス出力単位選択による

C 2.5.7

Polarity

流れ方向出力機能選択• positive polarity（正方向：）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.5.8

Low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x± xx.x □（設定値範囲:□:流量単位

ﾌﾙｽｹｰﾙ値の 0.0 % … 20 %に対する流量値）

標準設定：2.0±1.0%のフルスケール値に対する流量値
C 2.5.9

Time constant

出力時定数xxx.x s

（設定範囲 000.0 s … 100.0 s）

標準設定：0sec
C 2.5.10

Invert signal

スタータス反転• off （ノーマルオープン）• on （ノーマルクローズ）

C 2.5.12

information

変換基板情報C 2.5.13

Simulation

模擬出力機能39

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 2.3（4）

Status output B（C） 状態（ステータス）出力

C 2.3（4）.1Mode

出力機能割付け• error in device（機器故障によるエラ－：標準設定）• application error（アプリケーションおよび機器故障によるエラ－）• out of specification （すべてのエラ－）• polarity flow （流れ方向判別）• over range flow （流量オーバーレンジ）• counter 1 preset （プリセットカウンタ 1）• counter 2 preset （プリセットカウンタ 2）• output A （ターミナル A による判別）• output B （ターミナル B による判別）• output C （ターミナル C による判別）• output D （ターミナル D による判別）• off （無し）
• empty pip （空検知）C 2.3（4）.2

Current out A

電流出力による判別
Fct. C 2.3（4）.1 Mode が output A に設定された時、有効
Polarity：流れ方向判別
Over range：オーバーレンジ
Range change A：2 重レンジ切替判別

Frequency output D 周波数出力またはパルス出力による判別
または、Fct. C 2.3（4）.1 Mode が output D に設定された時、有効

Pulse output D

Polarity：流れ方向判別
Over range：オーバーレンジ

Status output B（C） 状態出力による判別
Fct. C 2.3（4）.1 Mode が output C（B）に設定された時、有効Same signal：Fct. C 2.4（3）と同一の状態出力
Limit switch X

警報またはコントロール入力

または、

Fct. C 2.3（4）.1 Mode が output C（B）：limit switch もしくは control input にControl input X

設定された時、有効
Status off：状態出力 OFF となる。

C 2.3（4）.3

Invert signal

ステータス反転• off （ノーマルオープン）• on （ノーマルクローズ）

C 2.3（4）.4

information

変換基板情報C 2.3（4）.5

Simulation

模擬出力機能40

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 2.3（4）Limit switch B（C） 警報出力

C 2.3（4）.1

Measurement

測定値（出力）選択• Volume flow（体積流量）• mass flow（質量流量）• coil temperature（励磁コイル温度）• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• diagnosis value（診断値）

C 2.3（4）.2Threshold

警報切替ポイントxx.x（切替ポイント）± xx.x（ヒステリシス）□□: 測定値単位

切替ポイント値は、ヒステリシス値より大きい値で設定
C 2.3（4）.3

Polarity

流れ方向出力機能選択（流量警報時のみ有効）• positive polarity（正方向）• negative polarity（逆方向）• both polarities（両方向）• absolute value（絶対値出力）

C 2.3（4）.4

Time constant

出力時定数xxx.x s （設定範囲 000.0 s … 100.0 s）

C 2.3（4）.5

Invert signal

スタータス反転• off （ノーマルオープン）• on （ノーマルクローズ）

C 2.3（4）.6

information

変換基板情報C 2.3（4）.7

Simulation

模擬出力機能C 2.3

Control input B

コントロール入力

C 2.3.1

Mode

コントロール入力機能割付け• off（機能停止）• zero out. + stop cnt.（すぺての出力をゼロにホールドし、
すべての内蔵カウンタの停止

但し表示は除く）• stop all counters（すべての内蔵カウンタの停止）• stop counter X （指定した内蔵カウンタの停止）• reset all counters（すべての内蔵カウンタのリセット）• reset counter X（指定した内蔵カウンタのリセット）• error reset（エラーリセット）• hold all outputs（すべての出力をホールド 但し表示と内蔵カウンタは除く）• hold output X（指定した出力をホールド）• all outputs to zero（すぺての出力をゼロにホールド

但し表示、内蔵カウンタは除く）• output X to zero（指定した出力をゼロにホールド）• range change X（2 重レンジへの切替）
C 2.3.2

Invert signal

スタータス反転• off （ノーマルオープン）• on （ノーマルクローズ）

C 2.3.3

information

変換基板情報C 2.3.4

Simulation

模擬出力機能41

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C3

I / O Counter

外部入出力カウンタ

C 3.1

Counter 1

カウンタ 1

C 3.2

Counter 2

カウンタ 2

C 3.1（2）.1

Funct. of counter

カウンタ機能• + counter（正方向積算） • - counter（逆方向積算）• sum counter（正逆差流量積算）•off（機能停止）

C3.1（2）.2

Measurement

測定値選択• Volume flow（体積流量：標準設定）• mass flow（質量流量）

C3.1（2）.3

Low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x± xx.x □（設定値範囲:C3.1（2）.4

Time constantPreset value

流量単位

ﾌﾙｽｹｰﾙ値の 0.0 % … 20 %に対する流量値）

時定数
xxx.x sC3.1（2）.5□:（設定範囲 000.1 s … 100.0 s）

積算プリセット値設定
xxx.xxxxx
・8 桁までの数値設定が可能、単位は C5.7.10（13）の量単位選択による・プリセット値に達した時点で、状態出力が作動

C3.1（2）.6

Reset counter

カウンタリセット実施• yes（有効） • no（無効）C3.1（2）.7

Set counter

スタート時の積算カウンタ値設定
xxx.xxxxx
・8 桁までの数値設定が可能、単位は C5.7.10（13）の量単位選択による

C3.1（2）.8

Stop counter

カウンタストップ実施• yes（有効） • no（無効）C3.1（2）.9Start counter

カウンタスタート実施• yes（有効） • no（無効）C3.1（2）.10 information

変換基板情報C5

Device

表示機能

C 5.1

Device info

表示情報

C 5.1.1

Tag

タグナンバー

C 5.1.2

C numberElectronic unit-No.

C 5.1.3

Device serial no.

Serial No. of the system

C 5.1.4

Electronic serial no.

Serial No. of the complete electronic unit

C 5.1.5

SW.REV.MS

変換基板情報C 5.1.6

Electronic Revision ER

変換基板情報C 5.2

Display表示

C 5.2.1

Language

表示言語• English

C 5.2.2

Contrast
Default display• Français

その他

コントラスト
標準設定値:0

C 5.2.3• Deutsch

設定範囲：-9

…

0

…

+9

デフォルト表示・1 meas.page（1 ページ目：標準）・2 meas.page（2 ページ目）
・none（未設定）・status page（状態ページ）・graphic page（グラフィックページ）

C 5.2.5

SW.REV.UIS

表示情報

42

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 5.3

1. meas. page

1 ページ目C 5.4

2. meas. page

2 ページ目C 5.3（4）.1

Function

表示行数
・two lines（2 行：標準）・one line（1 行）・three lines（3 行）C 5.3（4）.2

Measurement 1.line

1 行目表示データ選択• Volume flow（体積流量：標準）• mass flow（質量流量）• coil temperature（励磁コイル温度）• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• diagnosis value（診断値）

C 5.3（4）.3

Range

フルスケール
0 … xx.xxx
5 桁までの数値設定が可能、単位は C5.3.02 の 1 行目表示データ選択による

C 5.3（4）.4

Limitation

表示リミット± xxx … ± xxx % （-150 %  value  +150 %）C 5.3（4）.5

Low flow cutoff

ローフローカットオフ
xx.x± xx.x % （設定値範囲:

00.0 % … 20 %）標準設定：0.0±0.0%（フルスケール値に対して）
C 5.3（4）.6

Time constant

表示時定数
xxx.x s （設定範囲 000.1 s … 100.0 s）
標準設定：4sec

C 5.3（4）.7

Format 1. line

1 行目表示フォーマット
小数点以下 8 桁まで表示可能

C 5.3（4）.8

Measurement 2. line 2 行目表示データ選択• bar graph（Fct.C5.3.02 で選択した項目のバーグラフ：標準）• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• volume flow （体積流量）• mass flow（質量流量）• coil temperature （励磁コイル温度）• counter 1 • counter 2 • Operating hours（操作時間）• diagnosis value（診断値）

C5.3（4）.9

Format 2. line

2 行目表示フォーマット
小数点以下 8 桁まで表示可能

C 5.3（4）.10 Measurement 3. line 3 行目表示データ選択• flow speed（流速）• conductivity（導電率）• volume flow （体積流量）• mass flow（質量流量）• coil temperature （励磁コイル温度）• counter 1 • counter 2 • Operating hours（操作時間）• diagnosis value（診断値）
C 5.3（4）.11 Format 3. line

3 行目表示フォーマット
小数点以下 8 桁まで表示可能

C 5.5

Graphic page

トレンド（4 ページ目）

C 5.5.1

Select range

レンジ選択・manual（手動）・automatic（自動）C 5.5.2

Range

縦軸スケール（Y 軸）＋xxx± xx.x % （設定値範囲:-100 % … ＋100 %）標準設定：＋050±050%（フルスケール値に対して）
C 5.5.3

Time scale

時間軸フルスケール（X 軸）
xxx min（設定範囲:

001…100）

43

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示C 5.6

Special functions

特殊機能

C 5.6.1

reset errors

エラーリセット実施

テキスト内容の説明• yes（有効）C 5.6.2

Save settings• no（無効）

設定データの保存先選択• brack（中止）• Backup 1（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 1）• Backup 2（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 2）
Yes/ No を選択して実行

C 5.6.3

Load settings

設定データの読み込み先選択• Factory settings（工場設定データ）• Backup 1（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 1）• Backup 2（ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 2）• brack（中止）• load sensor data（ｾﾝｻｰﾃﾞｰﾀ）
Yes/No を選択して実行

C 5.6.4

Password Quick Set 注意：変更しないでください。

C 5.6.5

Password Setup

注意：変更しないでください。

C 5.6.6

GDC IR interface

GDC IR インターフェース（使用不可）

44

IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 5.7

Units

単位

C 5.7.1

Volume flow

体積流量単位選択• L/s • L/min • L/h • m³/s • m³/min • m³/h • ft³/s • ft³/min • ft³/h • gal/s • gal/min • gal/h• IG/s • IG/min • IG/h • free unit

C 5.7.2

Text free unit

任意体積流量単位の作成機能
Fct. C 5.7.01 Volume flow が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.3[m³ / s] Factor

任意体積流量の体積／時間ファクター選定機能
Fct. C 5.7.01 Volume flow が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.4

Mass flow

質量流量単位選択• g/s • g/min • g/h • kg/s • kg/min • kg/h • t/min • t/h • lb/s • lb/min • lb/h
• ST/min

C 5.7.5

Text free unit(= Short Ton) • ST/h • LT/h (= Long Ton) • free unit

任意質量流量単位の作成機能
Fct. C 5.7.04 Mass flow が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.6[kg / s] Factor

任意質量流量の体積／時間ファクター選定機能
Fct. C 5.7.04 Mass flow が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.7

Flow speed

流速単位選択• m/s • ft/s

C 5.7.8

Conductivity

導電率単位選択• µS/cm • S/m

C 5.7.9

Temperature

温度単位選択• K • °C • °F

C 5.7.10

Volume

容量単位選択• ml • L • hl • m³ • in³ • ft³ •yd³ • gal • IG •free unit

C 5.7.11

Text free unit

任意容量単位の作成機能
Fct. C 5.7.10 Volume が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.12[m³]

 Faktor

任意容量の量ファクター選定機能
Fct. C 5.7.10 Volume が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.13Mass

質量単位選択• mg • g • kg • t • oz • lb • ST (Short Ton) • LT (Long Ton) •free unit

C 5.7.14

Text free unit

任意質量単位の作成機能
Fct. C 5.7.13 Mass が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.15[kg] Factor

任意質量の量選定機能
Fct. C 5.7.13 Mass が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.16

Density

密度単位選択• kg/m³ • kg/L • lb/ft³ • lb/gal •free unit

C 5.7.17

Text free unit

任意密度単位の作成機能
Fct. C 5.7.16 Density が free unit に設定された時のみ有効

C 5.7.18[kg / m³]

 Factor

任意密度の質量／容量ファクター選定機能
Fct. C 5.7.16 Density が free unit に設定された時のみ有効

45IM-F2546-J00

Fct.

テキスト表示テキスト内容の説明

C 5.8

HART

HART 通信C 5.8.1

HART

HART 通信の実施選択•HART on（実施する：標準） • HART off（実施しない）C 5.8.2

Address

HART Address
設定範囲: 00…15

C 5.8.3

Message

HART Message

C 5.8.4

Description

HART Description

C 5.9

Quick setup

クイックセットアップ機能へのカウンタリセット追加

C 5.9.1

Counter reset 1

カウンタリセット 1 の追加• yes（有効）C 5.9.2
C 5.9.4

Counter reset 2
Process input• no（無効）

カウンタリセット 2 の追加• yes（有効）• no（無効）• yes（有効）• no（無効）

46

IM-F2546-J00

4.2 設定例
ここでは代表的な設定項目について、設定例を示してデータの設定方法を説明します。他の項目の設定を行う場合は類似の設定例を参照してください。
4.2.1 アナログ出力（DC4-20mA）の設定
1）アナログ出力のレンジ設定
ここでは 10m3/h から 15m3/h に設定変更する場合を示します。

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
measurement> range
0.00….10.000m3/h
polarity
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h
measurement> range
0.00….15.000m3/h
polarity--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.2

C2.2.6C2.2.6C2.2.6C2.2.6

C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/h から 0.00….15.000m3/h に変更
 をタッチする
hardware> current out A
status output B

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

47

IM-F2546-J00

2）アナログ出力のローカットオフ設定

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
limitation> low flow cutoff
02.001.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
02.001.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0
limitation> low flow cutoff
04.002.0%
time constant--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.2

C2.2.9C2.2.9C2.2.9C2.2.9C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（8 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）02.001.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）02.001.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
hardware> current out A
status output B

process input> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service をタッチ
して い くと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

48

IM-F2546-J00

3）アナログ出力の時定数設定

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O Counter
hardware> current out A
status output B
low flow cutoff> time constant004.0 sspecial function
003.0
time constant004.0 s000.1…100.0
003.0
time constant
010.0 s000.1…100.0
low flow cutoff> time constant
010.0 sspecial function--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.2

C2.2.10C2.2.10C2.2.10C2.2.10

C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（9 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は 0.1sec）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）004.0 s から 010.0 s に変更
 をタッチする
hardware> current out A
status output B

process input> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service をタッチ
して い くと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

49

IM-F2546-J00

4.2.2

検出部の口径および検出器定数（GK、GKL）の設定

口径および検出器定数（GK、GKL）を設定します。ここでは口径を 40mm から 50mm に、検出器定数（GK）を 3.000から 3.008 に、検出器定数（GKL）を 6.010 から 6.020 に設定変更する場合を示します。

表示内容
>

test
setup
service>--process input
I/O>--calibration
filter>--zero calibration
0.00xxx m/s
size
zero calibration
size
40mm 1.5inch
GK selection
40mm 1.5inch
size
40mm 1.5inch
40mm 1.5inch
size
50mm 2inch
zero calibration
size
50mm 2inch
GK selection
GK selection
GK
03.0000
GKL
03.0000
GK
03.0000
GKL
03.0000
GK
03.0008
GKL

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C1

C1.1

> タッチで process input の項目に入る> タッチで calibration の項目に入る

C1.1.1> タッチで zero calibration に入る
現状の補正値（m/s）が表示される

C1.1.2

 タッチで size に入る
現状の口径が表示される

C1.1.2C1.1.2C1.1.2C1.1.4C1.1.4C1.1.4> タッチで 40mm 1.5inch が選択される

 タッチで 50mm 2inch を選択する

 をタッチすると size が変更され、前の階層に戻る

 （2 回）タッチで GK に入る
GK の初期値（3.0000）が表示される> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値（3.0000）が表示される
下段に現状の設定値（3.0000）が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）03.0000 から 03.0008 に変更

50

IM-F2546-J00

表示内容
GK selection
GK
03.0008
GKL
GK
GKL
06.0010
coil resistance Rsp
06.0010GKL
06.0010GKL
06.0010GKL
06.0020
GKL
GK
GKL
06.0020
coil resistance Rsp>--Save configuration?
Yes

Fct.NO.
C1.1.4C1.1.5C1.1.5C1.1.5C1.1.5

C

キー操作方法 をタッチすると GK が変更され、前の階層に戻る

 タッチで GKL に入る
GKL の初期値（6.0010）が表示される> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値（6.0010）が表示される
下段に現状の設定値（6.0010）が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）06.0010 から 06.0020 に変更
 をタッチする--> calibration
filter>--process input
I/O

>

test
setup
service をタッチ
して い くと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

51

IM-F2546-J00

4.2.3

流れ方向の設定

検出部の標準流れ方向 * と逆方向の流れを正方向とする場合の変更方法を下記に示します。
例えば、流れ方向と逆向きに取り付けてしまった場合、流量計を取付変更せずに流れ方向を変えることができます。
* 標準の流れ方向は、変換部配線接続口側が上流側になります。
流れ方向基準を逆にする設定例として、標準流れ方向 normal direction から reverse direction への変更方法を示します。

表示内容
test> setupservice--> process input
I/O
calibration> filterself test
limitation> flow direction
normal direction
time constantnormal direction
flow direction
normal direction
normal direction
flow direction
reverse direction
limitation> flow direction
reverse direction
time constant--> Save configuration?
Yes

Fct.NO.

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C1

C1.2

C1.2.2C1.2.2C1.2.2C1.2.2

C> タッチで process input の項目に入る> タッチ、 タッチで filter の項目に入る> タッチ、 タッチで flow direction に入る
現状の選択 normal direction（正方向）が表示される> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
normal direction が選択されている
 タッチで reverse direction を選択する
 をタッチする
calibration> filterself test>--process
input
I/O

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

52

IM-F2546-J00

4.2.4

表示内容の設定表示器の表示内容は、特にご指定のない限り瞬時流量表示（m3/h 等の実流量単位）に設定されています。
表示内容を変更する場合の設定例を下記に示します。
1）瞬時流量表示のレンジ設定
ここでは 10m3/h から 15m3/h に設定変更する場合を示します

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>

measurement 1.line
range
0.00….10.000m3/h
limitation
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h>>

measurement 1.line
range
0.00….15.000m3/h
limitation--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.3

C5.3.3C5.3.3C5.3.3C5.3.3C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/h から 0.00….15.000m3/h に変更
 をタッチする>

display
1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device
---

>

test
setup
service

 をタッ
チしてい
くと階層
が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

53

IM-F2546-J00

2）瞬時流量表示のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>

limitation
low flow cutoff
00.000.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
00.000.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0>>

limitation
low flow cutoff
04.002.0%
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.3

C5.3.5C5.3.5C5.3.5C5.3.5C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）00.000.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00.000.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

54

IM-F2546-J00

3）瞬時流量表示の時定数設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>

low flow cutoff
time constant004.0 sformat 1.line
003.0
time constant004.0 s000.1…100.0
003.0
time constant
010.0 s000.1…100.0>>

low flow cutoff
time constant
010.0 sformat 1.line--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.3

C5.3.6C5.3.6C5.3.6C5.3.6

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）004.0 s> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される（最小は 0.1sec）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）004.0 s から 010.0 s に変更
 をタッチする
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

55

IM-F2546-J00

4）瞬時流量表示の表示フォーマット設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page>time constantformat 1.line#X.XX
measurement 2.line

0%C5.3.7C5.3.7time constantformat 1.line
automatic
measurement 2.line

C5.3.7--Save configuration?
Yes

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで time constant に入る
現状の設定値が表示される例）#X.XX> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される  で固定少数点の桁数または浮動小数点 automatic を選択する例）#X.XX から automatic に変更
 をタッチする
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意
display> 1. meas. page
2. meas. pageI/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
表示桁５桁で浮動少数点表示される

m

12.345 h50%> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5.3.7

FIC001

＋

C

C5.3

#X.X
format 1.line
automatic>

キー操作方法C5#X.X
format 1.line
#X.XX

>

Fct.NO

3

100%

56

IM-F2546-J00

5）トレンドグラフのレンジ（縦軸）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->2. meas. pagegraphic page
special functions>C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5.5

select range
range+050050%
time scale

C5.5.2C5.5.2+000100%
range+040010%-100…+100>

キー操作方法C5+000100%
range+050050%-100…+100>

Fct.NO

C5.5.2

select range
range+040010%
time scale

C5.5.2--Save configuration?
Yes

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで graphic page の項目に入る> タッチ、 タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）+050050%（縦軸 0～100%）> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（符号も で変更可能）例）+050050%から+040010%（縦軸 30～50%）に変更
 をタッチする
2. meas. page
> graphic page
special functions

I/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
 タッチで トレンド画面にする
定常値：+40%、変動幅：10%のトレンドグラフが表示される

FIC001+50 +30 



2 min



57

IM-F2546-J00

6）トレンドグラフのタイムスケール（横軸）設定

表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->2. meas. pagegraphic page
special functions> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5.5.3C5.5.3002
time scale
030 min
001…100

C5.5.3range
time scale
030 min---C5.5.3--Save configuration?
Yes

>

C

C5.5

002
time scale
002 min
001…100>

キー操作方法

C5

rangetime scale
002 min--->Fct.NOC> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで graphic page の項目に入る> タッチ、（2 回）で time scale に入る
現状の設定値が表示される例）002 min> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（符号も で変更可能）例）002 min から 030 min に変更
 をタッチする
2. meas. page
> graphic page
special functions

I/O HART> device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
 タッチで トレンド画面にする
タイムスケール 30min のトレンドグラフが表示される

FIC001+100 +0

30 min

58

IM-F2546-J00

7）瞬時流量と積算値の同時表示の設定
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->display
1. meas. page
2. meas. page

>

>

>

>

format 1.line
measurement
2.linebargraphformat 2.line
bargraphmeasurement
2.linebargraphformat 1.line
measurement
2.linecounter 1
format 2.line#X.XX
format 2.line#X.XX--measurement 2.line
format 2.line#X.XXX--->>

measurement 2.line
format 2.line
automatic----Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.3

C5.3.8C5.3.8C5.3.8C5.3.9C5.3.9C5.3.09

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで 1. meas. page の項目に入る> タッチ、（7 回）タッチで measurement 2.line に入る
現状の設定内容が表示される
例）bargraph> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
bargraph が選択されている

（3 回） タッチで counter 1 を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで counter 1 の表示ファーマット変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される  で固定少数点の桁数または浮動小数点 automatic を選択する例）#X.XX から#X.XXX に変更
 をタッチする
注）固定少数点の場合、表示桁のオーバーフローに注意>

display
1. meas. page
2. meas. page>I/O HART
device
---

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

（続く）

59

IM-F2546-J00

4.2.5周波数出力（frequency output）の設定

周波数出力は、単位時間あたりのパルス数で設定します。
フルスケール時の出力パルス数を、------パルス/h、------パルス/min など単位時間当たりのパルス数で設定します。
設定例を下記に示します。
1）周波数出力のパルスレート（フルスケール時の出力周波数）

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

pulse shape
100% pulse rate
00500.0 Hz
measurement
00100.0
100% pulse rate
00500.0 Hz
00000.0…10000.0
00100.0
100% pulse rate
01000.0 Hz
00000.0…10000.0>>

pulse shape
100% pulse rate
01000.0 Hz
measurement--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.5

C2.5.3C2.5.3C2.5.3C2.5.3C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで frequency out D の項目に入る> タッチ、 タッチで 100% pulse rate に入る
現状の設定値が表示される例）500.0 Hz> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00500.0 Hz から 01000.0 Hz に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

60

IM-F2546-J00

2）周波数出力のレンジ設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

measurement
range
0.00….10.000m3/h
polarity
0.00…20.000
range
0.00….10.000m3/h
0.00…20.000
range
0.00….15.000m3/h>>

measurement
range
0.00….15.000m3/h
polarity--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.5

C2.5.5C2.5.5C2.5.5C2.5.5C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで frequency out D の項目に入る> タッチ、（3 回）タッチで range に入る
現状の設定値が表示される例）0.00….10.000m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.00….10.000m3/h から 0.00….15.000m3/h に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

61

IM-F2546-J00

3）周波数出力のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
frequency out D--->

limitation
low flow cutoff
02.001.0%
time constant02.001.0
low flow cutoff
02.001.0%
00.0…20.0
02.001.0
low flow cutoff
04.002.0%
00.0…20.0>>

polarity
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.5

C2.5.8C2.5.8C2.5.8C2.5.8C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで frequency out D の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）02.001.0%> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に変更可能範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）02.001.0%から 04.002.0%に変更
 をタッチする
status output C> frequency out D---

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る
（続く）

62

IM-F2546-J00

4.2.6パルス出力（pulse output）の設定

パルス出力は、出力パルス数を 1 パルス＝-------m3、-------L など単位パルス当たりの容積設定で設定します。
設定例を下記に示します。

1）パルス出力の単位設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
pulse output D--->

measurement
pulse value unitLvalue p. pulse
L
pulse value unitLL
pulse value unit
m3

>

>

measurement
pulse value unit
m3
value p. pulse--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.5

C2.5.5C2.5.5C2.5.5C2.5.5C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（3 回）タッチで pulse value unit に入る
現状の選択値が表示される例）L> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の選択値が表示される  で単位を変更する例）L から m3 変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---

process input> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

63

IM-F2546-J00

2）パルス出力のパルスレート（1 パルス当たりの重み設定）

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
pulse output D--->

pulse value unit
value p. pulse
1.00000 L
polarity
1.00000
value p. pulse
1.00000 L
1.00000
value p. pulse
10.0000 L>>

pulse value unit
value p. pulse
10.0000 L
polarity--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.5

C2.5.6C2.5.6C2.5.6C2.5.6

C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで value p. pulse に入る
現状の設定値が表示される
例）1.00000 L> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）1.00000 L から 10.0000 L に変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

64

IM-F2546-J00

3）パルス出力のローカットオフ設定

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

status output C
pulse output D--->polarity
low flow cutoff
0.0000.000 m3/h
time constant
0.0000.000
low flow cutoff
0.0000.000 m3/h
0.0000.000
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h>>

polarity
low flow cutoff
1.0000.500 m3/h
time constant--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.5

C2.5.8C2.5.8C2.5.8C2.5.8C> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（4 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで low flow cutoff に入る
現状の設定値が表示される例）0.0000.000 m3/h（ローカットなし）> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される（設定は瞬時流量単位で行う）> で桁位置を移動させる  で数値を変更する（小数点位置も で変更可能）例）0.0000.000 m3/h から 1.0000.500 m3/h に変更
 をタッチする
status output C> pulse output D---

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

65

IM-F2546-J00

4.2.7

空検知機能の設定

この機能は、測定管内の測定液が抜けて、空になった場合および非満水の場合（電極部が接液しない時）の状態を検知するものです。
空検知機能を有効にする場合は、空検知機能（Fct.1.3.01）の設定項を下記のどちらかに設定する必要があります。
• Cond.+empty pipe [S] ：導電率測定と空検知機能が有効となる。但し、空検知時は出力がゼロにホールドされない。
• Cond.+empty pipe [Ｆ]：導電率測定と空検知機能が有効となり、空検知時は出力がゼロにホールドする。
Cond.+empty pipe [Ｆ]に設定する例を下記に示します。

表示内容
>

Test
setup
service>--process input
I/O>--calibration
filter>Filterself test
information--empty pipe detect
conductivity
limit empty pipe
conductivity
empty pipe detect
conductivity>>

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C1

C1.1

C1.3

C1.3.1C1.3.1> タッチで process input の項目に入る> タッチで calibration の項目に入る

（2 回）タッチで self test に入る> タッチで empty pipe に入る
標準仕様では conductivity が選択されている> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
conductivity が選択されている

conductivity
C1.3.1empty pipe detectcond.＋empty pipe（F）

 （2 回）タッチで cond.＋empty pipe（F） を選択する
 をタッチする--C1.3.1
empty pipe detectcond.＋empty pipe（F）
limit empty pipe

filter> self test
information--Save configuration?
Yes

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

C

66--> process input
I/O

test
> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

IM-F2546-J00

4.2.8入出力端子機能の設定

端子 A／A-,B／B-,C／C-,D／D-は、Fct.C2.1:hardware にて標準設定として下表に示しますように設定されています。
Fct.

入出力端子

機能

C2.1.1.

A／AB／BC／CD／D-

電流出力
状態出力
状態出力
パルス出力

C2.1.2.
C2.1.3.
C2.1.4.

Fct. C2.1:hardware の設定は、以下に示す項目の選択が可能です。
・

Fct. C2.1.1：Current output（電流出力）・Fct. C2.1.2：Status output（状態出力）/ limit switch（警報出力）/ control input（コントロール入力）

・

Fct. C2.1.3：Status output / limit switch

・

Fct. C2.1.4：Pulse output（パルス出力）/ frequency output（周波数出力）/ status output / limit switch

Fct. C2.1.2 の入出力端子 B／B-の設定を Status output（状態出力）から Control input（コントロール入力）に変更する例を下記に示します。

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>--hardware
current out A>

terminals A
terminals B
status output
terminals C
status output
terminals B
status output
status output
terminals B
control input>>

terminals A
terminals B
control input
terminals C--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.1

C2.1.2C2.1.2C2.1.2C2.1.2

C> タッチ、タッチで I/O の項目に入る> タッチで hardware の項目に入る> タッチ、 タッチで terminals B に入る> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
status output が選択されている
 （2 回）タッチで control input を選択する
 をタッチする--> hardware
current out A

process input> I/O
I/O Counter

>

test
setup
service をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

67

IM-F2546-J00

4.2.9状態出力の設定

状態出力は、標準で端子 B／B-,C／C-から出力されます。
状態出力には以下のいずれかを選択して出力させることができます。
• error in device（機器故障によるエラ－：標準設定）• application error（アプリケーションおよび機器故障によるエラ－）• out of specific. （すべてのエラ－）• polarity, flow （流れ方向判別）• over range, flow （流量オーバーレンジ）• counter 1 preset （プリセットカウンタ 1）• counter 2 preset （プリセットカウンタ 2）• output A （ターミナル A による判別）• output B （ターミナル B による判別）• output C （ターミナル C による判別）• output D （ターミナル D による判別）• off （無し）• empty pip （空検知）
端子 B／B-を状態出力として空検知出力させる設定例を以下に示します。

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>--hardware
current out A>

current out A
status output B
status output C
output A
mode
Polarity flow
output A
mode
empty pipe
offinvert signal
off

>

mode
invert signal
off
information--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.1

C2.3

C2.3.1C2.3.1C2.3.3C2.3.3C> タッチ、タッチで I/O の項目に入る> タッチで hardware の項目に入る

（2 回）タッチで status output B に入る>（2 回）タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
Polarity flow が選択されている
 （4 回）タッチで empty pipe（空検知） を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで invert signal（ステータス反転）の項目に入る
off（ノーマルオープンモード）が選択されている
on（ノーマルクローズモード）に切換える場合は タッチする をタッチする
current out A> status output B
status output C

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

68

IM-F2546-J00

4.2.10

コントロール入力の設定

注記
標準ではコントロール入力機能は設定されていません。4.2.8 項「入出力端子機能の設定」を参照の上、端子 B／Bまたは、C／C-をコントロール入力機能に設定してください。
機能は以下のいずれかを選択することができます。
• off（機能停止）• zero output + stop cnt.（すぺての出力をゼロにホールドし、すべての内蔵カウンタの停止

但し表示は除く）• stop all counters（すべての内蔵カウンタの停止）• stop counter X （指定した内蔵カウンタの停止）• reset all counters（すべての内蔵カウンタのリセット）• reset counter X（指定した内蔵カウンタのリセット）• error reset（エラーリセット）• hold all outputs（すべての出力をホールド 但し表示と内蔵カウンタは除く）• hold output X（指定した出力をホールド）• all outputs to zero（すぺての出力をゼロにホールド

但し表示、内蔵カウンタは除く）• output X to zero（指定した出力をゼロにホールド）• range change X（2 重レンジへの切替）
コントロール入力は電圧入力です。
Low ：DC0～2.5V, High ：DC19～32V
端子 B／B-をコントロール入力として積算値リセット機能する設定例を下記に示します。

表示内容
test
> setupserviceprocess input> I/O
I/O Countercurrent out A> control input B
status output C
off> modeoff
off
mode
reset all countersoff
invert signal
offmode> invert signal
off
information--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.3

C2.3.1C2.3.1C2.3.2C2.3.2

C> タッチ、タッチで I/O の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで control input B の項目に入る> （2 回）タッチで変更モードに入る
上段に初期値が表示される
off が選択されている
 （10 回）タッチで reset all counters を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで invert signal の変更モードに入り、off になっていることを確認する。（on の場合は、 タッチで offに変更）
 をタッチする
current out A> control input B
status output C

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

69

IM-F2546-J00

4.2.11

任意単位の設定

本器にはあらかじめ以下の表示単位が用意されています。
瞬時体積流量（Volume flow）：m3/h、m3/min、L/h、L/min など
瞬時質量流量（Mass flow）：t/h、t/min、kg/h、kg/ min など
容積（Volume）：m3、L など
質量（Mass）：t、kg など
密度（Density）：kg/ m3
例：瞬時体積流量単位を m3/h から L/h に変更

表示内容
>

test
setup
serviceI/O HART> device--special functions> units
HART--> volume flow
m3/hmass flow
m3/hvolume flow
m3/h
m3/h
volume flow
L/h--> volume flow
L/hmass flow--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.7

C5.7.1

C5.7.1

C5.7.1

C5.7.1

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで units の項目に入る> タッチで volume flow に入る
現状の選択単位が表示される
例）m3/h> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の選択単位が表示される  で単位を変更する例）m3/h から L/h に変更
 をタッチする
special functions> units
HART

I/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

70

IM-F2546-J00例：容積単位を m3 から L に変更

表示内容
>

test
setup
serviceI/O HART> device--special functions> units
HART
temperature> volume
m3
mass
L
volumem3
Lvolume flowLtemperature> volume
L
mass--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.7

C5.7.10C5.7.10C5.7.10C5.7.10

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで units の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで volume に入る
現状の選択単位が表示される例）m3> タッチで 変更モードに入る
下段に現状の選択単位が表示される  で単位を変更する例）m3 から L に変更
 をタッチする
special functions> units
HART

I/O HART> device---test> setupservice をタッチしていくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

瞬時体積流量（Volume flow）、瞬時質量流量（Mass flow）、容積（Volume）、質量（Mass）、密度（Density）について、登録されている以外の単位を表示させたい場合には、各単位毎の Text free uni（任意の単位）と【□□】＊factor（量ファクター）にて設定します。
・使用可能文字瞬時体積流量（Volume flow）、瞬時質量流量（Mass flow））は、量と時間の単位別で、最大 3 文字の設定が可能。
但し、必ずスラッシュ：／を登録する事。
容積（Volume）、質量（Mass）は、最大 3 文字の設定が可能。
・アルファベット大文字：A,B,C,…,Z
・アルファベット小文字：a,b,c,…,w ※・数字：0,1,2,…,9・スラッシュ：/・ブランク（空白）・瞬時体積流量（Volume flow）の【m3 / ｓ】＊factor（体積／時間ファクター）瞬時体積流量単位を m3/ｓに換算する値を設定します。

71

IM-F2546-J00

下記に例を示します。
瞬時体積流量単位

設定データ

cc/h

3600000000

cc/min

60000000

dL/h

36000000

dL/ min

600000・瞬時質量流量（Mass flow）の【ｋｇ / ｓ】＊factor（質量／時間ファクター）瞬時質量流量単位を kg/ｓに換算する値を設定します。
下記に例を示します。
瞬時質量流量単位

設定データ

mg/h

3600000000

mg/min

60000000・容量（Volume）の【m3】＊factor（容量ファクター）容量単位を m3 に換算する値を設定します。
下記に例を示します。
瞬時質量流量単位

設定データ

cc

1000000.00

dL

10000.0000

72

IM-F2546-J00

4.2.12

正逆両方向出力の設定

本器は、標準では正方向（または逆方向）の単一方向測定に設定されています。
設定方向と逆向きの流れの場合は電流・パルス出力（周波数出力）とも 0%となります。（表示器は“－”を表示）
電流・パルス出力（周波数出力）を正逆両方向出力にする設定例を下記に示します。

表示内容
>

test
setup
service>process input
I/O
I/O Counter>

hardwarecurrent out A
status output B

>

range
polarity
positive polarity
limitation
absolute value
polarity
positive polarity
absolute value
polarity
both polarities>>

status output C
pulse output D--value p.pulse
polarity
positive polarity
low flow cutoff
absolute value
polarity
positive polarity
absolute value
polarity
both polarities>

current out A
status output B
status output C

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C2

C2.2

C2.2.7C2.2.7C2.2.7

C2.5

C2.5.7C2.5.7C2.5.7

C2.3> タッチ、 タッチで I/O の項目に入る> タッチ、 タッチで current out A の項目に入る> タッチ、（6 回）タッチで polarity に入る
現状の設定値が表示される
例）positive polarity> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される
 タッチで both polarities を選択する

（2 回）、（3 回）タッチで pulse output D の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで polarity に入る
現状の設定値が表示される
例）positive polarity> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値が表示される
下段に現状の設定値が表示される
 タッチで both polarities を選択する

（2 回）、（3 回）タッチで status output B の項目に入る

73

IM-F2546-J00

表示内容
output A
mode
output A
output A
mode
polarity flow
off
invert signal
off

>

>

mode
invert signal
off
information--Save configuration?
Yes

Fct.NO
C2.3.1C2.3.1C2.3.3C2.3.3

C

キー操作方法> （2 回）タッチで変更モードに入る
現状の設定値が表示される
例）output A
 （2 回）タッチで polarity flow を選択する
 をタッチする タッチ、> タッチで変更モードに入る
現状の設定値が表示される例）off
on の場合は、 タッチで off を選択し、 をタッチする>

current out A
status output B
status output C

process input> I/O
I/O Countertest> setupservice をタッチ
して い くと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

74

IM-F2546-J00

4.2.13電源周波数の設定【DC24V電源形】

DC24V 電源形の場合、設置場所の商用電源周波数に合わせて電源周波数（50 または 60Hz）を設定します。
励磁周波数を電源周波数と同期させてノイズの影響を少なくします。
通常の使用状態では周波数設定が異なっても作動しますが、周囲の電源ノイズが大きい場合は出力に影響が出ることがあるので極力、設定周波数を合わせてください
AC 電源形の場合、励磁周波数は自動的に電源周波数に同期します。
設定値と設置場所の商用電源周波数が異なる場合は、以下の手順により設定変更してください。

表示内容
test
> setupservice--> zero calibration
0.00xxx m/s
size
select settling> line frequency
automatic
act coil resistance
automaticline frequency
automatic
automaticline frequency＊＊Hzselect settling> line frequency＊＊Hz
act coil resistance--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C1.1.1> （3 回）タッチで zero calibration に入る
現状の補正値（m/s）が表示される

C1.1.16

C1.1.16

C1.1.16

C1.1.16C

（2 回）タッチで line frequency の項目に入る> タッチで 変更モードに入る
上段に初期値（automatic）が表示される

 タッチ 1 回または 2 回により＊＊Hz が 60Hz または 50Hzに選択される をタッチする--> calibration
filter--> process input
I/O

test
> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

75

IM-F2546-J00

4.3 機能テスト
本器には模擬出力機能があり、キャリブレータなしでループチェックを行うことができます。
下記に示す手順に従い、Fct.B 1 TEST の設定により、電流・パルス出力（周波数出力）を、実際の流量とは関係なく得ることができます。

表示内容>

quick setup
test
setup

>

--simulation
actual values>

Volume flow
current out A
04.0 mA
status output B
simulation A
set value
04.0
current out A＊＊.＊ mA
00.0…22.0
04.0
current out A
20.0 mA
00.0…22.0
start simulation?
yes

current out A
20.0 mA>

status output C
pulse output D
00100--Simulation Ｄ
set no.of pulses
00100
pulse output D
00100
00001…10000

Fct.NO

キー操作方法B> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（1 回）タッチで test を選択する

B1

B1.3

B1.3

B1.3

B1.3

> （1 回）タッチで simulation に入る> （1 回）、 （2 回）タッチで current out A（電流出力）のテストモードに入る> （1 回）タッチで 設定モードに入る （1 回）タッチで、電流値変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に設定範囲が表示される> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）20.0 ｍA に変更（0.0～22mＡまで変更可能）
これで、20.0 ｍA の出力設定となる

B1.3

 （1 回）、 （1 回）タッチで電流出力テストのスタートモードになるB1.3

 （1 回）で電流出力テストのスタートモードが実行され、20.0 ｍA が出力される

B1.6

 （1 回）、 （3 回）タッチで pulse output D（ﾊﾟﾙｽ出力）のテストモードに入る

B1.6

B1.6

> （1 回）タッチで set No.of pulses 設定モードに入る （1 回）タッチで、パルス出力値変更モードに入る
上段に初期値が表示される
中段に現状の設定値が表示される
下段に設定範囲が表示される

76

IM-F2546-J00

Fct.NO

表示内容
00100
pulse output D
00010
00001…10000

B1.6

B1.6

start simulation？
yes
status output C
pulse output D
00010

B1.6

0%

12.34
50%

> で桁位置を移動させる  で数値を変更する例）00010 に変更（00001～10000 まで変更可能）
これで、1 秒に 10 回ﾊﾟﾙｽが出力される設定となる（注） （1 回）、 （1 回）タッチでパルス出力テストのスタートモードになる （1 回）タッチでパルス出力テストのスタートモードが実行され、10 パルス出力され、出力ストップ。
積算カウンタ等とパルス数を確認する。
 （4 回）タッチで測定モードに戻る

FIC001＋

キー操作方法

m
h

3

100%

（注）1 秒に 10 回ﾊﾟﾙｽが出力される設定で、積算カウンタ等がパルスを受信出来ない場合は、パルス数（10）を減らして出力チェックを行ってください。

77

IM-F2546-J00

4.4 エラー内容と対処／データの保存・書込み
エラーが発生した場合は液晶部に表示されます。
▲マークの赤外線センサに 1～3 回タッチするとエラー表示画面となり、状況を確認出来ます。
エラー表示が出た場合には下表を参照して処置してください。
エラー表示

エラー内容

処

置

Application error

アプリケーションエラー：
製品の故障ではなく、使用状況下に起因するエラー・使用状況の改善

Power fail

停電表示

・エラー表示をリセットしてください（次ページ参照）
機能上問題ありません

Empty pipe

エンプティパイプ：・測定管内の満水確保
測定管内の空、非満水等による電極部が接液し ・電極部の付着物除去
ない状況

Flow rate too high

流量過大・実流量を減らす
・フルスケールレンジ設定の変更

Field frequency too high

不安定な励磁電流・Fct.C 1.1.14 Select settling
励磁電流の立ち上がり時間選択
を"Manual“に設定して、Fct.C 1.1.15. Settling Time
励磁電流の立ち上がり時間を長くして安定化を図る

DC Offset

入力信号過大・測定管内の満水確保
・電極部の付着物除去
・電極信号リード線の断線、接触不良のチェック

Open circuit A

入出力回路 A の開放

・入出力回路の断線チェック

Open circuit B

入出力回路 B の開放Open circuit C

入出力回路 C の開放

・入出力回路の負荷抵抗
オーバーのOver range A

オーバーレンジ A

・実流量を減らす

Over range B

オーバーレンジ B

Over range C

オーバーレンジ C・フルスケールレンジ設定の変更

Over range D

オーバーレンジ D

Active settings

メモリデータ消失

Factory settings

工場設定データのメモリデータ消失

Backup 1 / 2 settings

・データの再設定
再設定してもエラーが消えない
場合や、データ設定が出来ない
バックアップ 1 または 2 のメモリデータ消失
場合は弊社までご連絡ください

78

IM-F2546-J00

エラーリセット方法
下記の手順に従って、実施してください。
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->graphic page
special functions
units

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5---> reset errors
save settings

C5.6

C5.6.1

C5.6.1

reset ?
noC5.6.1

reset ?
yes

12.34

0%

50%

> タッチ、（5 回）タッチで special functions の項目に入る> タッチで reset errors の項目に入る> タッチで reset errors に入る
no が選択されている
 タッチで yes を選択し、 をタッチする （4 回）タッチで測定モードに戻る

FIC001＋> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る

m3
h
100%

79

IM-F2546-J00

設定データのバックアップ保存
設定データの Backup 1 または Backup 2 への保存
表示内容
>

test
setup
service>I/O HART
device--->graphic page
special functions
units

reset errors> save settings
load settings
save settings
breaksave settingsback up 1

go on with copy?
no
go on with copy?
yes
reset errors> save settings
load settings>--Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.6

C5.6.2C5.6.2C5.6.2C5.6.2C5.6.2C5.6.2

C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで special functions の項目に入る> タッチ、 タッチで save settings の項目に入る> タッチで save settings に入る
break が選択されている  で back up 1 または back up 2 を選択する
 をタッチする
注）二通りの設定データを保存できる
go on with copy?と表示され、no が選択されている

 タッチで yes を選択する
 をタッチする>

graphic page
special functions
units

>

I/O HART
device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

80

IM-F2546-J00

保存データ（Backup 1 または Backup 2）から設定データを書込む
表示内容
test
> setupserviceI/O HART> device--graphic page> special functions
units
save settings> load settings
password quick set
load settings
breaksave settingsback up 1

go on with copy?
no
go on with copy?
yes
reset errors> save settings
load settings--> Save configuration?
Yes

Fct.NO

キー操作方法C> タッチ（3～4 秒間タッチしつづける）
（2 回）タッチで setup を選択する

C5

C5.6

C5.6.3C5.6.3C5.6.3C5.6.3C5.6.3C5.6.3C> タッチ、（4 回）タッチで device の項目に入る> タッチ、（5 回）タッチで special functions の項目に入る> タッチ、（2 回）タッチで load settings の項目に入る> タッチで save settings に入る
break が選択されている  で back up 1 または back up 2 または factory settings を選択する
 をタッチする
注）backup 1/2 は前回保存したデータで、backup 1 に工場出荷時
データを保存してあります。また、factory settings は校正時データです。
go on with copy?と表示され、no が選択されている

 タッチで yes を選択する
 をタッチする
graphic page> special functions
units

I/O HART> device---test> setupservice をタッチ
していくと階層が戻る

Save configuration ？と表示される
更新する場合は、Yes で  をタッチ更新しない場合は、 タッチで No にして  をタッチ
 後、表示画面（page.1）に戻る

81

IM-F2546-J00

5. 保 守5.1 日常点検
電磁流量計は可動部や消耗部品がなく、ほとんどメンテナンスフリーでご使用いただけますが、長期に渡って安定してご使用いただくために以下の日常点検を実施することをお奨めします。
① フランジ接続部の点検
 液漏れ、検出部ハウジング・フランジ・アースリング等の腐食はないか。
 フランジボルトの緩みはないか。
→ テフロンライニング（PFA / PTFE）の場合は、テフロンの性質により一度締め付けても時間が経つと緩むことがあるので、定期的に増締めしてください。
② 接続配管の点検
 配管の曲がりが生じて検出部に過大な応力が加わっていないか。
 配管振動は大きくないか。
③ 防水性の点検
 配線接続口のシールは完全か。
 変換部カバーの緩みはないか。
 表示部に曇りや水滴がないか。
→ 曇りや水滴が生じている場合には、変換部内部に浸水している可能性があるので、カバーや配線接続口のシールを点検してください。
特にコンジット配線を行っている場合にはコンジットを通して水が浸入しやすいので、シールが完全かど
うかよく点検してください。
④ 表示部（液晶表示）の点検
 液晶表示に変色や表示の欠落はないか。
→ 直射日光が当たる環境では、液晶の寿命が著しく低下します。日除け等を設置してください。
⑤ 配線点検 電源・出力信号ケーブルの接続端子台部分に緩み、腐食等はないか。
 アース線の接続部分に緩み、腐食等はないか。

82

IM-F2546-J00

5.2 トラブルシューティング
電磁流量計のトラブルは、配線や取付など設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障などさまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応をとるのが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別にトラブルシューティングフローを記載しています。
トラブル現象を確認し、対応する項目を参照してください。

トラブルの現象参照するトラブルシューティング項目
A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

1

表示（液晶表示）が点灯しない

2

表示（液晶表示）が正常でない

3

表示がロックして変化しない

4

エラー表示が出る

5

キイ操作を受付けない、データ設定ができない

6

流体を流しても指示がゼロのままである

7

表示は出るが、出力が出ない

8

ゼロ点が不安定9

ゼロ点で指示が出る、振り切れる

10

流体を流すと指示が不安定

D：指示が不安定な時

11実流と表示が合わない

E：実流と指示が合わない時

12実流と出力が合わない

13

流体を流すと指示が振り切れる

B：流体を流しても指示が出ない時

C：ゼロ点が不安定な時

83

IM-F2546-J00

A：表示が出ないまたは表示が正常でない時

START

液晶表示は
出ているか

No

Yes
エラー表示は
出ているか

Yes

No
エラー表示を調べ、内容に従い
て調査する

Yes

電源電圧は
規定範囲内かNo

電源を正しく
供給する

電源を一度切り、10秒以上待ってから再投入する

正常な表示は出るかNo

Yes
データ設定操作ができるか
Yes
設定データをチェックするNo

表示基板のフラット
ケーブルコネクタの接続が正しいかどうかをチェックするコネクタの接続は正しいか指示計の取付方向を変更
した場合はチェックを必ず行う事

No

正しく接続する

Yes
正常動作するか
No
サービスへ

84

IM-F2546-J00

B：流体を流しても指示が出ない時

START

液晶表示は
正常に出るか

電流出力(DC4 -20mA )
は出るか

Yes

Yes

No

No

受信計器の結線を外し、出力端子に直接電流計を接続する

電流出力は出るか・配線断線
・受信計器異常・入出力仕様の
ミスマッチ

Yes

No

ループチェックを行う

流れ方向および
電流出力関係の設定データは正しいか

No

正しい
データを
設定する

Yes

出力回路故障流れ方向は合っているか

出力回路故障流れ方向の設定データをNo変更する（4.2.3 項参照）

サービスへ

Yes
設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する（口径・流量レンジ等）
Yes

測定管内に液は充満しているかNo

液が充満して流れるよう配管または取付位置を変更する

Yes
No
ゼロ点は合っているか

流れを静止させ、正しくゼロ調整を行う（3.2 項参照）

Yes
1

85

IM-F2546-J00

1

導電率は規定値
以上あるか

No

測定不可
他機種を検討する

Yes

コネクタを正しく
接続し直す

Yes

変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかNo

検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No
サービスへ

86

IM-F2546-J00

C：ゼロ点が不安定な時

START

No

測定管内は完全に液で充満されているか

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

バルブに
漏れはないかNo
バルブの交換等を行い、漏れを止める

Yes
ポンプ等による圧力
変動や振動はあるか

Yes

検出部の下流側だけでなく上流側のバルブも閉め、液を完全に静止させる（特に微小口径形の場合）

No

測定不可
他機種を検討するNo

フラッシング等により気泡を抜く
脱泡装置を取り付ける

No

測定液の導電率は
規定値 以上あるか
Yes

液に気泡が
含まれていないかYes
アースリングは取り付けられているかNo

配管は樹脂または
ライニング管か

Yes

Yes

No

検出部アース端子
またはフランジと接続配管フランジがアース線で接続されているか
アースリング取付ね
じの緩み・アース線の外れはあるかYes

アースリングが必要
取付を行う

No

アース端子と配管フランジをアース線で接続する

Yes
No

接地は完全かYes

No

アース端子からD種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行うアースリング、
アース線の取付を
確実に行う

2

87

IM-F2546-J00

2

ポンプ・モータ・変圧器などの動力機器や電解槽が近くにあるか

Yes

No

誘導ノイズの影響がないか調べる
迷走電流 (電解槽やポンプ等の漏れ電流)が流体中に流れていないか調べる
配線のシールド、隔離を行う（電解槽の影響が考えられる場合はご相談ください）

変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

88

IM-F2546-J00

D：指示が不安定な時

START

ゼロ点の指示は安定しているか

ゼロ点でも、流体を流しても指示が不安定なときは、No最初に前項「C：ゼロ点が不安定な時」を参照して原因を調べる

Yes

No

測定管内を液が完全に充満して流れているか

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

No

流れに脈動はないか

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きく設定する

Yes

測定液の導電率は
規定値以上あるかNo

測定不可
他機種を検討する

Yes
液に気泡が含まれているか

Yes

上流側に脱泡装置を取り付けるNo

スラリーが多量にYes

混入しているか

時定数を大きく設定する（改善されない場合はご相談ください）

No
上流側に全開でないバルブが設置されているかYes

キャビテーションにより指示が不安定になる場合がある
バルブを全開で使用するか、下流側に移す

Yes

導電率が不均一となって指示が不安定となるので上流側での異種液の注入は避け、下流側で行う混合の場合は、充分攪拌する

No

上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかNo

接地は完全かNo

アース端子からD種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行う

Yes

3

89

IM-F2546-J00

3変換基板の電極・コイ
ルリード線コネクタの接続状態を調べる

コネクタの外れ、
曲がりはあるかYes

コネクタを正しく接続し直す

No検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

90

IM-F2546-J00

E：実流と指示が合わない時

START

液晶表示は

電流出力(DC4 -20mA )
は正しいか

Yes

正しいか
No

Yes

No
流量レンジの設定
は正しいか

Yes

「 B：流体を流しても指示が出ない時」をう
参照して出力関係のチェックを行う

No
流れを止め、
ゼロ点をチェックする

ゼロ点は正しい流量レンジに設定する

流体を満液状態で完全に静止させ、ゼロ調整を行う

No

合っているかYes
口径・流量レンジ・検出器定数 GKL などの設定データのチェックを行う

設定データは正しいかNo

正しいデータを設定する

Yes
接地は完全か

アース端子からD 種接地(接地抵抗100Ω以下)を確実に行う

No

Yes
測定管内を液が完全に充満して流れているかNo

完全に充満して流れるよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes
液に気泡が
含まれているか

Yes

混入した気泡の体積分、指示は大きめとなる
上流側に脱泡装置を取り付ける

No
測定液の導電率は
規定値以上あるかNo

測定不可
他機種を検討する

Yes
流れに脈動はあるか

Yes

脈動 があると指示が低めになる場合がある
脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する

No

4

91

IM-F2546-J00

4上下流の直管長さはとれているかNo

1.2 項を参照し、直管長さを確保する
特に上流側直前に半開のバルブがある場合には、下流側に移設する

Yes

検出部を配管から取り外して測定管内を点検する

異物が付着しているか

Yes

付着物を取り除く

No

サービスへ

92

IM-F2546-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

https://www.tokyokeiso.co.jp