低雑音直流電源
LOW NOISE DC POWER SUPPLY

LP5394
取扱説明書

DA00047246-004

低雑音直流電源LOW NOISE DC POWER SUPPLY

LP5394
取扱説明書

――― はじめに ―――
このたびは，LP5394 低雑音直流電源をお買い求めいただき，ありがとうございます。
電気製品を安全に正しくお使いいただくために，まず，次のページの「安全にお使いいただくために」をお読みください。
●この説明書の注意記号について
この説明書では，次の注意記号を使用しています。機器の使用者の安全のため，また，機器の損傷を防ぐためにも，この注意記号の内容は必ず守ってください。

警

告機器の取扱いにおいて，使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合，その危険を避けるための情報を記載しております。
!

注

意

機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるた
めの情報を記載しております。

●この説明書の章構成は次のようになっています。
初めて使用する方は，「1. 概1.

概説」からお読みください。

説

本製品の概要･特長および簡単な動作原理を説明しています。
2.

使用前の準備設置や操作の前にしなければならない大事な準備作業について説明しています。

3.

パネル面と基本操作の説明
本製品の正面パネル，背面パネルにある機能と基本操作について説明しています。

4.

保

守

保管・再梱包，故障と思われるときについて説明しています。
5.

仕

様

仕様(機能･性能)について記載しています。
6.

標準データ
代表的な性能の標準的なデータを参考として記載しています。

iLP5394

――― 安全にお使いいただくために ―――
安全にご使用いただくため，下記の警告や注意事項は必ず守ってください。
これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については，当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。
なお，この製品は，JIS や IEC 規格の絶縁基準 クラスⅠ機器（保護導体端子付き）です。

●取扱説明書の内容は必ず守ってください。
取扱説明書には，この製品を安全に操作･使用するための内容を記載しています。
ご使用に当たっては，この説明書を必ず最初にお読みください。
この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は，重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。
●必ず接地してください。
感電事故を防止するため，必ず「電気設備技術基準 D 種(100 以下)接地工事」以上の接地に確実に接続してください。
3 ピン電源プラグを，保護接地コンタクトを持った電源コンセントに接続すれば，この製品は自動的に接地されます。
この製品には，3 ピン－2 ピン変換アダプタを添付しておりません。ご自身で 3 ピン－2
ピン変換アダプタを使用するときは，必ず変換アダプタの接地線をコンセントのそばの接地端子に接続してください。
●電源電圧を確認してください。
この製品は，取扱説明書の“接地および電源接続”の項に記載の電源電圧で動作します。
この製品は，電源電圧切り替え機能があります。電源接続の前に，設定した電源電圧がコンセントの電圧に適合していることを確認してください。
●ヒューズの定格を守ってください。
発火などのおそれがあります。取扱説明書の“接地および電源接続”の項に規定された定格のヒューズを使用してください。
また，ヒューズを交換するときは，必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
●おかしいと思ったらこの製品から煙が出てきたり，変な臭いや音がしたら，直ちに電源スイッチをオフにして，
電源コードおよび出力ケーブルを抜いて使用を中止してください。
このような異常が発生したら，修理が完了するまで使用できないようにして，直ちに当社
または当社代理店にご連絡ください。
●ガス雰囲気中では使用しないでください。
爆発などの危険性があります。

ii

LP5394

安全にお使いいただくために●カバーは取り外さないでください。
この製品の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。
内部を点検する必要があるときでも，当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな
いでください。
●改造はしないでください。
改造は，絶対に行わないでください。新たな危険が発生したり，故障時に修理をお断りす
ることがあります。
●製品に水が入らないよう，また濡らさないようご注意ください。
濡らしたまま使用すると，感電および火災の原因になります。水などが入った場合は，直ちに電源コードを抜いて，当社または当社代理店にご連絡ください。
●近くに雷が発生したときは，電源スイッチを切り，電源コードを抜いてください。
雷によっては，感電，火災および故障の原因になります。
●安全関係の記号
製品本体や取扱説明書で使用している安全上の記号の一般的な定義は次のとおりです。
取扱説明書参照記号
使用者に危険の潜在を知らせるとともに，取扱説明書を参照する必要がある箇所に表示されます。
感電の危険を示す記号
特定の条件下で，感電の可能性がある箇所に表示されます。

警

告

警告記号
機器の取扱いにおいて，使用者が死亡または重傷を負うおそれがある場合，その危険を避けるための情報を記載しております。

注

意

注意記号
機器の取扱いにおいて，使用者が傷害を負う，または物的損害が生じるおそれを避けるための情報を記載しております。

●その他の記号
電源スイッチのオン位置を示します。
電源スイッチのオフ位置を示します。
コネクタの外部導体が，ケースに接続されていることを示します。
コネクタの外部導体が，出力 GND に接続されていることを示します。
●廃棄処分時のお願い
この製品は電池を含んでおらず，RoHS 指令（EU）に対応して設計されております。
お使いの地域の法令等にしたがって廃棄してください。

iii

LP5394

目

次
ページ

はじめに

i

安全にお使いいただくために

ii

1.

2.

3.

概
1.1

概

要 ................................................................................................................... 1-1

1.2

特長 ................................................................................................................... 1-1

1.3

動作原理 ............................................................................................................... 1-1

使用前の準備 ............................................................................................................... 2-1
2.1

使用前の確認 ........................................................................................................ 2-1

2.2

設 置 .................................................................................................................... 2-3

2.3

接地および電源接続 ............................................................................................. 2-7

2.4

簡単な動作チェック ............................................................................................. 2-9

2.5

点

5.

検 ................................................................................................................... 2-9

パネル面と基本操作の説明 .......................................................................................... 3-1
3.1

4.

説 ......................................................................................................................... 1-1

パネル各部の名称と動作 ...................................................................................... 3-1

3.1.1

LP5394のパネル各部の名称と動作 ............................................................... 3-1

3.1.2

BNCアダプタのパネル各部の名称と動作 ...................................................... 3-4

3.1.3

バインディングポストアダプタのパネル各部の名称と動作 ........................... 3-5

3.2

出力コネクタとGND ............................................................................................ 3-6

3.3

オプションケーブルの端子とGND ....................................................................... 3-7

3.4出力接続 ............................................................................................................... 3-9

3.4.1

SA-600シリーズとの接続 ............................................................................ 3-10

3.4.2

SA-230F5を除くSA-200, 400シリーズとの接続 .......................................... 3-11

3.4.3

SA-230F5との接続 ...................................................................................... 3-12

3.4.4

評価キットPA-001-2179との接続 ................................................................ 3-13

3.4.5

BNCアダプタとの接続 ................................................................................ 3-14

3.4.6

バインディングポストアダプタとの接続 ..................................................... 3-15

3.5電源の投入とウォームアップ時間について ........................................................ 3-16

3.6

保護動作と表示 .................................................................................................. 3-163.6.1

過電流保護 ................................................................................................... 3-16

3.6.2

過熱保護 ...................................................................................................... 3-16

保守 ......................................................................................................................... 4-1

4.1

はじめに ............................................................................................................... 4-1

4.2

日常の手入れ ........................................................................................................ 4-1

4.3

保管・再梱包・輸送 ............................................................................................. 4-1

4.4

故障と思われるとき ............................................................................................. 4-2

仕様 ......................................................................................................................... 5-1

5.1

LP5394の仕様 ...................................................................................................... 5-1

iv

LP5394

5.1.1方 式 ............................................................................................................. 5-1

5.1.2

出力 ............................................................................................................... 5-1

5.1.3

入力 ............................................................................................................... 5-2

5.1.4

その他 ............................................................................................................ 5-2

5.2

5.2.1

定 格 ............................................................................................................. 5-4

5.2.2

環境条件 ........................................................................................................ 5-4

5.2.3

寸法，質量 ..................................................................................................... 5-4

5.2.4

規 格 ............................................................................................................. 5-45.2.5

回路図 ............................................................................................................ 5-4

5.3

バインディングポストアダプタの仕様 ................................................................. 5-5

5.3.1

定 格 ............................................................................................................. 5-5

5.3.2

環境条件 ........................................................................................................ 5-55.3.3

寸法，質量 ..................................................................................................... 5-5

5.3.4

規 格 ............................................................................................................. 5-55.3.5

回路図 ............................................................................................................ 5-5

5.4

6.

BNCアダプタの仕様 ............................................................................................. 5-4

外観図 ................................................................................................................... 5-6

5.4.1

LP5394の外観図 ............................................................................................ 5-6

5.4.2

BNCアダプタの外観図 .................................................................................. 5-7

5.4.3

バインディングポストアダプタの外観図 ....................................................... 5-8

標準データ .................................................................................................................. 6-1
6.1

標準データについて ............................................................................................. 6-1

6.2

出力雑音電圧波形 ................................................................................................. 6-1

6.3

出力雑音電圧密度 周波数特性 .............................................................................. 6-2

6.4

長時間ドリフト特性 ............................................................................................. 6-2

6.5

温度ドリフト特性 ................................................................................................. 6-3

保証v

LP5394

付

図・付

表

図 1-1

ページ
ブロック図 ........................................................................................................ 1-2

図 2-1

ラックマウントキット（EIA，4台用）外観図 ................................................. 2-4

図 2-2

ラックマウントキット（JIS，4台用）外観図 .................................................. 2-5

図 2-3

ヒューズホルダの外観図 ................................................................................... 2-8

図 3-1

LP5394の正面・背面パネル図 .......................................................................... 3-3

図 3-2

BNCアダプタの正面・背面パネル図 ................................................................ 3-4

図 3-3

バインディングポストアダプタの正面・背面パネル図 ..................................... 3-5

図 3-4出力コネクタとGNDの接続 .............................................................................. 3-6

図 3-5

オプションケーブルの端子と出力GNDの接続 .................................................. 3-7

図 3-6

SA-600シリーズとの接続 ............................................................................... 3-10

図 3-7

SA-230F5を除くSA-200, 400シリーズとの接続 ............................................. 3-11

図 3-8

SA-230F5との接続 ......................................................................................... 3-12

図 3-9評価キットPA-001-2179との接続 ................................................................... 3-13

図 3-10BNCアダプタとの接続 ................................................................................. 3-14

図 3-11

バインディングポストアダプタとの接続 ...................................................... 3-15

図 5-1

ヒロセ電機製HR10-7R-4S(73)のピン番号と接続 ............................................. 5-1

図 5-2

温湿度範囲説明図 ............................................................................................. 5-3

図 5-3

BNCアダプタの回路図 ..................................................................................... 5-4

図 5-4

バインディングポストアダプタの回路図 .......................................................... 5-5

図 5-5LP5394の外観図 ............................................................................................... 5-6

図 5-6

BNCアダプタの外観図 ..................................................................................... 5-7

図 5-7

バインディングポストアダプタの外観図 .......................................................... 5-8

図 6-1 出力雑音電圧波形（＋15 V出力，定格負荷，帯域幅10 Hz～20 MHz） ............ 6-1
図 6-2 出力雑音電圧波形（－15 V出力，定格負荷，帯域幅10 Hz～20 MHz） ............ 6-1
図 6-3 出力雑音電圧密度 周波数特性（＋15 V出力，定格負荷） ................................. 6-2
図 6-4 長時間ドリフト（定格負荷，電源ONから30分後の出力電圧基準） .................. 6-2
図 6-5 温度ドリフト特性（定格負荷） .......................................................................... 6-3
表 2-1 構成表 ................................................................................................................. 2-1
表 4-1 故障と思われるときの対処表 ............................................................................. 4-2

vi

LP5394

1.

概

説

1.1

概

要 ................................................................ 1-1

1.2

特長 ................................................................ 1-1

1.3

動作原理 ............................................................. 1-1

1.1 概

概

1.1

要

要

「LP5394」は，出力雑音 10 Vrms 以下(typ.)(10 Hz～20 MHz 帯域幅)，出力電圧安定度±
10 ppm/℃(typ.)を実現した低雑音直流電源です。
出力電圧は正面パネルの VOLTAGE RANGE スイッチと調整器にて 0～±3 V，0～±5 V，0～±10 V，0～±15 V の範囲で調整可能です。出力電流は最大±0.1 A です。

特

1.2

長

a)

出力雑音は 10 Vrms 以下(typ.)(10 Hz～20 MHz 帯域幅)と低雑音です。

b)

出力電圧安定度は±10 ppm/℃(typ.)と高安定度です。

c)

出 力 コ ネ ク タ は SA-600 シ リ ー ズ と 同 じ ヒ ロ セ 電 機 製 HR10 シ リ ー ズ のHR10-7R-4S(73)型を搭載しています。

d)

正面パネルにて，出力 ON／OFF ができます。

e)

出力は正面パネルの VOLTAGE RANGE スイッチと 10 回転の調整器にて，0 V から最大出力電圧まで精密に調整することができます。
出力は筐体から絶縁（±42 Vpk）されているため，筐体 GND による GND ループ

f)の問題が発生しません（2 重シールド採用）。
g)

背面パネルの電源切替スイッチにて，電源電圧 AC 100/120/220/240 V に対応できます。

h)正面パネルのアナログメータと極性切替スイッチにて，正負出力電圧をモニタでき
ます。

i)

1.3

低雑音増幅器 SA シリーズの電源として最適です。

動作原理

電源電圧はトランスにより絶縁，降圧整流後，シリーズレギュレータによって安定な直流電圧に変換されます。正面パネルにある VOLTAGE RANGE スイッチと調整器により，0～±3 V，0～±5 V，0～±10 V，0～±15 V の範囲で調整可能です。
レギュレータで安定化された出力は，正面パネルの OUTPUT スイッチによって出力の ON／OFF を切り替えることができます。
出力 GND は筐体 GND と 10 Mで接続されています。
電圧メータを搭載しており，正面パネルの POLARITY スイッチによって正または負の出力をモニタできます。

1-1

LP5394

図 1-1

1-2

E

~LINE

N

L

POWER

Fuse

VOLTAGESELECTOR

0V

100V

120V

220V

240V

42Vpk
10MΩ

ON

＋OCP

OFF

Regulator

－OCP
V

－

METER

＋

VOLTAGEADJUST

15
10
5
3

VOLTAGRRANGE

POLARITY

MONITOR

－

GND

＋

4 GND

3 －OUT

2 GND

1 ＋OUTOUTPUT

1.3 動作原理

ブロック図LP5394

2.

使用前の準備2.1

使用前の確認 ...................................................... 2-1

2.2

設 置 .................................................................. 2-3

2.3

接地および電源接続 ............................................ 2-7

2.4

簡単な動作チェック .............................................. 2-9

2.5

点 検 .................................................................. 2-9

2.1 使用前の確認

2.1

使用前の確認■安全の確認使用者の安全性を確保するため，取扱説明書の次の項を必ず最初にお読みください。
●[安全にお使いいただくために](この取扱説明書の最初の方に記載されています。)●[2.3 接地および電源接続]■外観および附属品の確認
梱包箱の外側に異常な様子（傷やへこみなど）が見られましたら，製品を箱から取り出すときに，製品に影響していないかどうか十分に確認してください。
梱包箱から中身を取り出しましたら内容物を確認してください。
製品の外観に異常な傷があるときや附属品が不足しているときは，当社または当社代理店にご連絡ください。
●外観チェック
パネル面やコネクタなどに傷やへこみがないことを確認してください。
●製品構成のチェック
この製品の構成は，次のとおりです。数量不足や傷がないことを確認してください。
表 2-1 構成表
●本

体 ································································································ 1● 附属品
取扱説明書 ····················································································· 1
電源コードセット （2 m，3 極） ······················································ 1
ヒューズ[注 1]0.315 A／250 V タイムラグ ········································ 1[注 1] 交換用（100/120 V 使用時）の予備ヒューズです。電源電圧 200 V 以上で使用する場
合は 0.125 A／250 V タイムラグヒューズを使用してください。

警

告

この製品の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。
内部を点検する必要があるときでも，当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな
いでください。

2-1

LP5394

2.1 使用前の確認●オプション
オプションとして，下記の出力ケーブル，ラックマウントキット，アダプタがあります。
オプションは別売りとなっておりますので，使用する構成に合わせてお求めの上，ご使用く
ださい。
PA-001-2372：出力ケーブル A（SA-600 シリーズ用 2m）
PA-001-2373：出力ケーブル B（SA-230F5 を除く SA-200,400 シリーズ用 2m）
PA-001-2374：出力ケーブル C（SA-230F5 用 2m）
PA-001-2590：BNC アダプタ
PA-001-2591：バインディングポストアダプタ
PA-001-2642：ラックマウントキット（EIA, 4 台用）
PA-001-2643：ラックマウントキット（JIS, 4 台用）

2-2

LP5394

2.2 設 置

2.2

設 置

■設置位置
底面のゴム足が，4 個とも机などの平らな面に乗るように設置してください。

■ラックマウント
この製品は，ラックマウントキット（別売）を取り付けると，19 インチ IEC ラック，EIA
規格ラックまたは JIS 規格ラックに収納できます。ラックマウントキットは，JIS 規格ラック
用と EIA 規格ラック用が用意されています。
まず，「図 2-1 ラックマウントキット（EIA，4 台用）外観図」~「図 2-2 ラックマウントキット（JIS，4 台用）外観図」のようにラックマウントキットを取り付けてから，ラックに収納してください。
ラックに収納するときは，以下の点にご注意ください。
●必ずラックにレールなどを設置して，この製品を支えてください。
●この製品を密閉されたラックに収納すると，温度が上がって故障の原因になります。
ラックに十分な通風口を設けるか，ファンでラック内部を強制空冷してください。
●ほこり，粉塵が多い場所や湿度の高い場所はさけてください。
絶縁抵抗が低下して漏れ電流が増加し，性能劣化の原因になります。

2-3

LP5394

2.2 設 置

図 2-1

ラックマウントキット（EIA，4 台用）外観図
2-4

LP5394

2.2 設 置

図 2-2

ラックマウントキット（JIS，4 台用）外観図
2-5

LP5394

2.2 設 置■設置場所の条件●温度及び湿度範囲は，次の条件に合う場所に設置してください。
動作条件：

0 ～ ＋50 ℃，25 ～ 80 %RH

保管条件：

10 ～ ＋50 ℃，25 ～ 80 %RH

ただし，結露のない状態で使用してください。日平均温度は 40℃以下で使用してください。また，絶対湿度による制限条件は，仕様の項をご覧ください。
●高度 2000 m 以下の場所に設置してください。
●次のような場所には設置しないでください。
・可燃性ガスのある場所
爆発の危険があります。絶対に設置したり使用したりしないでください。
・屋外や直射日光の当たる場所，火気や熱の発生源の近く
この製品の性能を満足しなかったり，故障の原因になります。
・腐食性ガスや水気，ほこり，ちりのある場所，湿度の高い場所
この製品が腐食したり，故障の原因になります。
・電磁界発生源や高電圧機器，動力線の近く
雑音悪化の原因になります。
・振動の多い場所
雑音悪化や故障の原因になります。

2-6

LP5394

2.3 接地および電源接続

2.3

接地および電源接続■必ず接地してください。

警

告感電事故を防止するため，必ず「電気設備技術基準 D 種(100 以下)接地工事」以上の接地に確実に接続してください。

3 ピン電源プラグを，保護接地コンタクトを持った電源コンセントに接続すれば，この製品は自動的に接地されます。
この製品には，3 ピン－2 ピン変換アダプタを添付しておりません。ご自身で 3 ピン－2 ピン
変換アダプタを使用するときは，必ず変換アダプタの接地線をコンセントのそばの接地端子に接続してください。
■この製品の電源条件は次のとおりです。
電 圧 範 囲： AC 100/120/220/240 V ±10 %ただし 250 V 以下

周波数範囲： 50/60 Hz ±2 Hz
消 費 電 力： 25 VA 以下
過電圧カテゴリ：Ⅱ
この製品は背面に電源電圧切替スイッチがあります。コンセントの電圧と電源電圧切替スイッチで設定した電圧とが一致していることを確認してください。電源電圧を切り替えるときは電源コードを外した後，コインドライバにてゆっくり回して切り替えてください。
■電源は次の手順で接続します。
1) 接続する商用電源電圧が，この製品の電圧範囲内であることを確認する。
2) この製品の電源スイッチをオフにする。
3) この製品の背面電源インレットに電源コードを差し込む。
4) 電源コードのプラグを保護接地コンタクトを持った電源コンセントに差し込む。

注

意

この製品で使用している電源コードは，電気用品安全法適合品で，国内専用です。定格電
圧は AC 125 V で，耐電圧は AC 1250 Vrms です。AC 125 V を超える電圧および国外では使用できません。
なお，附属品の国内向け電源コードセットは，この製品の専用品です。他の製品および用途には使用しないでください。
商用電源との接続には，必ず附属品の電源コードを使用してください。
なお，本体だけの耐電圧は，AC 1500 Vrms です。
電源電圧が AC 125 V を超えたり国外で使用するときは，ヒューズ及び電源コードセットの変更が必要ですので，当社または当社代理店にご相談ください。
2-7

LP5394

2.3 接地および電源接続■電源コードは，緊急時に商用電源からこの製品を切り離すために使用できます。

警

告電源コネクタを本体インレットから抜くことができるように，インレット周囲に十分な空間を確保するか，電源プラグをコンセントから抜くことができるように，容易に手の届く場
所にあるコンセントを使用し，コンセント周囲に十分な空間を確保してください。

■電源ヒューズは定格を守ってください。
この製品の電源ヒューズの定格は，下記のとおりです。
100 V，120 V：タイムラグ 0.315 A
220 V，240 V：タイムラグ 0.125 A
いずれも定格電圧 250 V，φ 5.2×20 mm です。
ヒューズを交換するときは電源コードを抜いて，背面パネルのヒューズホルダをマイナスド
ライバで左に回して引き抜きます。ヒューズを交換した後，ヒューズホルダを差し込み，ドラ
イバで右に回してロックします。

ヒューズを差し込む

図 2-3

警

ヒューズホルダの外観図

告発火などのおそれがあります。ヒューズを交換するときは，同一定格のものを使用してください。
ヒューズを交換するときは，必ず電源コードをコンセントから抜いてください。

注

意

電源電圧切替スイッチは，標準出荷時に AC 100 V に設定されています。ご確認ください。
電源電圧切替スイッチは，スイッチが中途半端な位置にならないよう，カチッと音がする
位置に設定してください。
電源電圧切替スイッチの設定を確認してから，電源を接続してください。
電源コンセントの電圧が仕様の電源電圧範囲内であることを確認してから，電源を接続してください。この製品を損傷する原因になることがあります。
附属品の電源コードセットは，電気用品安全法適合品で，日本国内専用です。AC 125 V
を超える電源電圧，国外，他の機器での使用はできません。
AC 125 V 以上の電圧や海外で使用するときは，電源コードおよびヒューズの変更が必要です。当社または当社代理店にご相談ください。

2-8

LP5394

2.4 簡単な動作チェック

2.4

簡単な動作チェック

この製品の電源を入れ，OUPUT OFF LED が点灯すること，＋OCP LED と－OCP LED が消灯していることを確認してください。
また，出力に何も接続しない状態で，OUTPUT スイッチを ON にして，OUTPUT ON LEDが点灯すること，＋OCP LED と－OCP LED が消灯していることを確認します。
出力モニタ端子に電圧計を接続し，VOLTAGE ADJUST のダイヤルを右回し切りにします。
VOLTAGE RANGE を 3/5/10/15 V に切り替えた時，電圧メータと出力モニタ端子に接続した電圧計が 3/5/10/15 V になることを確認します。電圧メータは POLARITY スイッチを切り替えて，正負両方とも確認してください。
同様に VOLTAGE ADJUST のダイヤルが左回し切りの時は，電圧メータと出力モニタ端子に接続した電圧計がほぼ 0 V になっていることを確認します。
以上で簡単な動作チェックは完了です。

警

告

機器から煙が出たり，臭いや音がしたら直ちに電源コードをコンセントから引き抜いて，修理が完了するまで使用できないように表示してください。

2.5

点

検

この製品は，使用環境や使用頻度にもよりますが， 1 年に 1 回は定期点検を行うことをお勧めします。
点検が必要なときは，当社または当社代理店にご連絡ください。
点検，校正，調整は有償にて承っております。

2-9

LP5394

3.

パネル面と基本操作の説明

3.1

パネル各部の名称と動作 ............................................3-1

3.1.1 LP5394のパネル各部の名称と動作 ............................3-1
3.1.2 BNCアダプタのパネル各部の名称と動作 ....................3-4
3.1.3 バインディングポストアダプタのパネル各部の名称と動作3-5
3.2

出力コネクタとGND ....................................................3-6

3.3

オプションケーブルの端子とGND ...............................3-7

3.4出力接続 ...................................................................3-9

3.4.1 SA-600シリーズとの接続 ..........................................3-10
3.4.2 SA-230F5を除くSA-200, 400シリーズとの接続 ......... 3-11
3.4.3 SA-230F5との接続 ..................................................3-12
3.4.4 評価キットPA-001-2179との接続 ..............................3-13
3.4.5 BNCアダプタとの接続 ..............................................3-14
3.4.6 バインディングポストアダプタとの接続 ........................3-15
3.5電源の投入とウォームアップ時間について .................3-16

3.6

保護動作と表示 .......................................................3-16

3.6.1 過電流保護 .............................................................3-16
3.6.2 過熱保護 .................................................................3-16

3.1 パネル各部の名称と動作

3.1

パネル各部の名称と動作

3.1.1

LP5394 のパネル各部の名称と動作「図 3-1 LP5394 の正面・背面パネル図」をご覧ください。
■正面パネル① 電圧メータ
15 V フルスケールの出力電圧メータです。
② 電圧メータ POLARITY スイッチ
電圧メータにて参照する極性を切り替えるスイッチです。＋で正側，－で負側の出力電圧を参照します。
切り替え時に，無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
③ VOLTAGE RANGE スイッチ
出力電圧のフルスケール電圧を切り替えるスイッチです。マイナスドライバにてフルスケ
ール電圧を 3/5/10/15 V の 4 点切り替えることが可能です。
切り換え時に，先端の合わないドライバを使用したり，無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
④ OUTPUT ON/OFF LED
出力の ON／OFF 状態を表示する LED です。また，過熱保護機能が動作したときは，OFFの LED が点滅します。
⑤ OUTPUT スイッチ
出力の ON／OFF を切り替えるスイッチです。スイッチを上げると出力が ON し，スイッ
チを下げると出力が OFF になります。
切り替え時に，無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
⑥ ＋OCP LED，－OCP LED
出力電流約 150 mA で，過電流保護機能が動作して点灯します。正負独立して動作します。
⑦ 出力コネクタ
出力のコネクタです。コネクタにはヒロセ電機製 HR10-7R-4S(73)を使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
⑧ MONITOR 端子
出力電圧のモニタ端子（適応ピン径 2 mm）です。モニタ端子の出力抵抗は約 1 kなので，入力抵抗 1 M以上のマルチメータ等で出力電圧をモニタすることをお奨めします（入力抵抗 1 Mで誤差 0.1 %，10 Mで誤差 0.01 %）。
接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。

3-1

LP5394

3.1 パネル各部の名称と動作⑨ VOLTAGE ADJUST ダイヤル
出力電圧を調整するための調整器です。調整器は 10 回転ダイヤルによって 0 V から
OUTPUT RANGE スイッチで設定したフルスケール電圧まで調整が可能です。ダイヤル
設定値 10 でフルスケール電圧を出力し，ダイヤル設定値 0 で出力電圧はゼロになります。
ダイヤル最小目盛はフルスケール電圧の 0.2 %刻みになっています。
調整時，無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。

■背面パネル⑩ POWER スイッチ
電源を ON／OFF するスイッチです。I 側が ON，O 側が OFF です。
切り替え時に，無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
⑪ 電源インレット
電源を接続するためのコネクタです。VOLTAGE SELECTOR にて設定した電源電圧を印加してください。また，3 極電源の接地ピンが保護接地端子となっていますので，必ず接地してください。
⑫ ヒューズホルダ
ヒューズが内蔵されているホルダです。
ヒューズの定格は遵守してください（2.3 節参照）。ヒューズを交換する際は，必ず電源コードを抜いた状態で行なってください。
⑬ VOLTAGE SELECTOR
電源電圧設定を切り替えるスイッチです。使用する電源電圧に合わせてスイッチをコイン
ドライバで切り替えてください。
スイッチが中途半端な位置にならないよう，カチッと音がする位置に設定してください。
切り替え時に，無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。

3-2

LP5394

3.1 パネル各部の名称と動作
①

⑨

⑧

②

③

④

⑩

⑤

⑥

⑦

⑪

⑫

⑬
図 3-1

LP5394 の正面・背面パネル図

3-3

LP5394

3.1 パネル各部の名称と動作
3.1.2

BNC アダプタのパネル各部の名称と動作オプションとして，LP シリーズ電源の出力コネクタを BNC コネクタ出力に変換する BNC
アダプタ（PA-001-2590）を用意しています。
「図 3-2

BNC アダプタの正面・背面パネル図」をご覧ください。

■正面パネル① DC INPUT
入力端子です。LP シリーズ電源の出力とオプションの出力ケーブル A で接続します。コ
ネクタにはヒロセ電機製 HR10-7R-4P(73)を使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
② ＋OUTPUT コネクタ
正側の出力コネクタです。コネクタには BNC コネクタを使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。BNC コネクタの GND は筐体に接続されています。
③ －OUTPUT コネクタ
負側の出力コネクタです。コネクタには BNC コネクタを使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。BNC コネクタの GND は筐体に接続されています。
■背面パネル④ （本体取付用ねじ穴）
ボトムプレートを外して本器を直接筐体等に固定する場合は，このねじ穴(M3)を使用してください（筐体に対するねじの挿入長は 5 mm 以下にしてください）。
ボトムプレートを外した場合，本体と取付対象が電気的に接続されることに注意してください。ボトムプレートは，プラスチックの M3×8 のねじを使用して本体に取り付けられています。
⑤ （取付穴）
ボトムプレートを付けた状態で本器を筐体等に固定するための取付穴(M3)です。本器と取付対象を電気的に絶縁して取り付けることができます。
⑤

④

①

②

③

図 3-2

BNC アダプタの正面・背面パネル図
3-4

LP5394

3.1 パネル各部の名称と動作
3.1.3

バインディングポストアダプタのパネル各部の名称と動作オプションとして，LP シリーズ電源の出力コネクタをバインディングポスト出力に変換するバインディングポストアダプタ（PA-001-2591）を用意しています。
「図 3-3 バインディングポストアダプタの正面・背面パネル図」をご覧ください。

■正面パネル① DC INPUT
入力端子です。LP シリーズ電源の出力とオプションの出力ケーブル A で接続します。コ
ネクタにはヒロセ電機製 HR10-7R-4P(73)を使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
② ＋OUTPUT 端子
正側の出力端子です。端子にはバインディングポストを使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
③ GND 端子出力 GND の端子です。端子にはバインディングポストを使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。出力 GND は筐体に接続されています。
④ －OUTPUT 端子
負側の出力端子です。端子にはバインディングポストを使用しています。接続時に無理な力を加えますと損傷しますので，ご注意ください。
■背面パネル⑤ （本体取付用ねじ穴）
ボトムプレートを外して本器を直接筐体等に固定する場合は，このねじ穴(M3)を使用してください（筐体に対するねじの挿入長は 5 mm 以下にしてください）。
ボトムプレートを外した場合，本体と取付対象が電気的に接続されることに注意してください。ボトムプレートは，プラスチックの M3×8 のねじを使用して本体に取り付けられています。
⑥ （取付穴）
ボトムプレートを付けた状態で本器を筐体等に固定するための取付穴(M3)です。本器と取付対象を電気的に絶縁して取り付けることができます。
⑤

⑥

②

①

③
④

図 3-3

バインディングポストアダプタの正面・背面パネル図

3-5

LP5394

3.2 出力コネクタと GND

3.2

出力コネクタと GND

出力コネクタ周りの内部接続を下図に示します。出力 GND は筐体 GND と 10 Mで接続しています。出力 OFF 時はコンデンサの放電のため，＋OUTPUT 端子と－OUTPUT 端子は各々
1 k に て 出 力 GND に 接 続 さ れ ま す 。 出 力 GND と 筐 体 GND 間 の 耐 電 圧 は 42 Vpk（DC+ACpeak）です。
+OUT

出力スイッチ+OUT（1 番 pin）

レギュレータ－OUT 1 k

GND（2, 4 番 pin）

出力コネクタ－OUT（3 番 pin）
1 k

出力スイッチ

42 Vpk10 M

筐体 GND

図 3-4

出力コネクタと GND の接続

出力コネクタに接続するコネクタにはヒロセ電機製 HR10-7P-4P(73)を使用し，カチッと音がするまで差し込んでください。取り外すときはコネクタ外周部を持って真っ直ぐ抜いてください。コネクタの外周部分にロック解除機構が付いています。他の部分を引っ張るとケーブルが損傷しますので，ご注意ください。
出力コネクタの外周部は出力 GND と接続されています。

警

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注

意

出力コネクタ間に外部から電圧を加えないでください。この製品が破損する恐れがあります。

3-6

LP5394

3.3 オプションケーブルの端子と GND

3.3

オプションケーブルの端子と GND

オプションケーブルの端子と出力 GND の接続を下図に示します。左側のコネクタが，当製品の出力コネクタ側に接続します。
HR10-7P-4P(73)HR10-7P-4S(73)シールドケーブル＋OUT：1
GND：2－OUT：3
GND：4

シールド外被

オス

1
2
3
4
メス

（a）出力ケーブル A（SA-600 シリーズ用）
HR10-7P-4P(73)シールドケーブル＋OUT：1
GND：2－OUT：3
GND：4

HKP-F113 ピンク
HKP-F113 白
173725-1 黒
シールド外被オス（b）出力ケーブル B（SA-230F5 を除く全ての SA-200, 400 シリーズ用）
HR10-7P-4P(73)シールドケーブル＋OUT：1
GND：2－OUT：3
GND：4

HKP-F113 ピンク
空きピン（取出し線無し）
173725-1 黒
シールド外被オス（c）出力ケーブル C（SA-230F5 用）
図 3-5

オプションケーブルの端子と出力 GND の接続

全オプションケーブルにおいて，この製品に接続するコネクタはヒロセ電機製
HR10-7P-4P(73)を使用しています。コネクタ外周部分はこの製品の出力 GND と接続されます。
出 力 ケ ー ブ ル A （ SA-600 シ リ ー ズ 用 ） の 負 荷 接 続 用 コ ネ ク タ に は ， ヒ ロ セ 電 機 製
HR10-7P-4S(73)を使用しています。コネクタ外周部分は負荷の筐体と接続されます。出力 GNDと負荷の筐体は同電位になります。

3-7

LP5394

3.3 オプションケーブルの端子と GND

警

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，この製品の内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があり
ます。

3-8

LP5394

3.4 出力接続

3.4

出力接続

低雑音の電源を供給するためには，出力のシールドや接続／設置方法が重要です。次のような方法で接続／設置してください。

 接続には外乱や雑音の混入の低減できるシールドケーブルを用いたオプションの出力ケーブルをお奨めします。ワニ口クリップや非シールド線での接続はお奨めしません。
 近くに直流電源等トランスを内蔵した機器がある場合は，この製品をできるだけ離して設置してください。
 なるべく振動の少ない場所に設置してください。
 安定な場所に設置して使用してください。

3-9

LP5394

3.4 出力接続
3.4.1

SA-600 シリーズとの接続

この製品を SA-600 シリーズに接続する場合は，専用の出力ケーブル A（オプション
PA-001-2372）を用意していますので，当社または当社代理店までお問い合わせください。
出力ケーブル A を用いた場合の接続を下図に示します。SA-600 シリーズを使用するときはこの製品の出力電圧を±15 V（VOLTAGE ADJUST 右回し切り）に設定してください。

出力ケーブル A(PA-001-2372）

図 3-6

警

SA-600 シリーズとの接続

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注

意

出力が ON の状態で，各接続コネクタの抜き差しを行わないでください。SA-600 シリー
ズを破損する恐れがあります。

3-10

LP5394

3.4 出力接続
3.4.2

SA-230F5 を除く SA-200, 400 シリーズとの接続

この製品を SA-230F5 を除く SA-200, 400 シリーズに接続する場合は，専用の出力ケーブル
B（オプション PA-001-2373）を用意していますので，当社または当社代理店までお問い合わ
せください。
出力ケーブル B を用いた場合の接続を下図に示します。SA-230F5 を除く SA-200, 400 シリーズを使用するときはこの製品の出力電圧を±15 V（VOLTAGE ADJUST 右回し切り）に設定してください。

ピンク
白

図 3-7

警

黒

出力ケーブル B（PA-001-2373）

SA-230F5 を除く SA-200, 400 シリーズとの接続

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注

意

電源の出力が ON の状態で，出力ケーブル B の抜き差し， SA-200, 400 シリーズ側の電源接続・取り外しを行わないでください。SA-200, 400 シリーズを破損する恐れがあります。
SA-200, 400 シリーズに印加する電源を逆接続すると SA-200, 400 シリーズが損傷します。
接続の前に，電源の極性を再確認してください。

3-11

LP5394

3.4 出力接続
3.4.3

SA-230F5 との接続

この製品を SA-230F5 に接続する場合は，専用の出力ケーブル C（オプション PA-001-2374）を用意していますので，当社または当社代理店までお問い合わせください。
出力ケーブル C を用いた場合の接続を下図に示します。SA-230F5 を使用するときはこの製品の出力電圧を±15 V（VOLTAGE ADJUST 右回し切り）に設定してください。

ピンク

図 3-8

警

黒

出力ケーブル C（PA-001-2374）

SA-230F5 との接続

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注

意

出力が ON の状態で，出力コネクタの抜き差し， SA-230F5 側の電源接続・取り外しを行
わないでください。SA-230F5 を破損する恐れがあります。

3-12

LP5394

3.4 出力接続
3.4.4

評価キット PA-001-2179 との接続

広帯域電流増幅器 SA-600 シリーズの基板実装タイプとして，CA-550 シリーズと CA-650
シリーズを用意しています。
CA-550／CA-650 シリーズの評価キット PA-001-2179 を用意しており，この製品で評価キット PA-001-2179 に接続する場合は，出力ケーブル A（オプション PA-001-2372）を用意していますので，当社または当社代理店までお問い合わせください。
出力ケーブル A を用いた場合の接続を下図に示します。評価キット PA-001-2179 に CA-550
シリーズまたは CA-650 シリーズを装着して動作させる場合，この製品の出力電圧を±15 V（VOLTAGE ADJUST 右回し切り）に設定してください。

出力ケーブル A( PA-001-2372）

図 3-9

警

評価キット PA-001-2179 との接続

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注

意

出力が ON の状態で，各接続コネクタの抜き差しを行わないでください。評価キットに接続しているモジュールを破損する恐れがあります。

3-13

LP5394

3.4 出力接続
3.4.5

BNC アダプタとの接続

オプションとして，この製品の出力を BNC コネクタ出力に変換する BNC アダプタ
（PA-001-2590）を用意しています。
この製品で BNC アダプタに接続する場合は，出力ケーブル A（オプション PA-001-2372）を用意していますので，当社または当社代理店までお問い合わせください。
出力ケーブル A を用いた場合の接続を下図に示します。

出力ケーブル A( PA-001-2372）

図 3-10

警

BNC アダプタとの接続

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注意

BNC アダプタの筐体は出力 GND と同電位となります。出力 GND に電圧をかけて使用する場合はこの製品の筐体 GND と接続しないでください。

3-14

LP5394

3.4 出力接続
3.4.6

バインディングポストアダプタとの接続

オプションとして，この製品の出力をバインディングポスト出力に変換するバインディング
ポストアダプタ（PA-001-2591）を用意しています。
この製品でバインディングポストアダプタに接続する場合は，出力ケーブル A（オプション
PA-001-2372）を用意していますので，当社または当社代理店までお問い合わせください。
出力ケーブル A を用いた場合の接続を下図に示します。

出力ケーブル A( PA-001-2372）

図 3-11

警バインディングポストアダプタとの接続

告

感電を避けるため，この製品の出力 GND と筐体 GND 間に 42 Vpk（DC+ACpeak）を超える電圧を加えないでください。
この電圧を超えると，内部の電圧制限素子が働き電圧を抑えようとしますが，加えられた電圧（エネルギー）が大きいと，この製品の電圧制限素子が焼損する場合があります。

注

意

バインディングポストアダプタの筐体は出力 GND と同電位となります。出力 GND に電圧をかけて使用する場合はこの製品の筐体 GND と接続しないでください。

3-15

LP5394

3.5 電源の投入とウォームアップ時間について

3.5

電源の投入とウォームアップ時間について

この製品は電源投入直後から仕様を満たす性能で動作しますが，出力電圧安定度±40 ppm以内を必要とする場合は 30 分以上ウォームアップしてから使用してください。
長時間ドリフト特性の詳細は標準データの図 6-4 を参照してください。

3.6

保護動作と表示

3.6.1

過電流保護

この製品の出力電流が約±0.15 A 以上になると，過電流保護機能が ON すると共に OCP
LED が点灯し，この製品の定格電流を超えていることを表示します。
過電流保護機能は約±0.15 A の垂下特性で，過電流保護機能が ON になると，OCP LED が点灯します。出力電流が約±0.1 A 以下になると過電流保護機能が OFF して通常動作に自動復帰します。
OCP LED が点灯した場合，OUTPUT スイッチを OFF にして，出力負荷がこの製品の定格を超えていないこと，接続に間違いがないことを確認してください。

注

意

出力が ON の状態で，各接続コネクタの抜き差しを行わないでください。この製品または接続している負荷を破損する恐れがあります。

3.6.2

過熱保護

この製品の内部温度が 75 ℃以上になると，出力が停止し，OUTPUT OFF LED が点滅します。温度センス素子のヒステリシス特性により，内部温度が 45 ℃以下になると，通常動作状態に自動で復帰します。
過熱保護機能は長時間の負荷短絡や，室温 50 ℃以上での連続運転で発生します。過熱保護機能が動作した場合，環境条件と出力負荷が仕様内であるかを確認してください。

注意

仕様（0~+50 ℃ 但し日平均温度 40 ℃以下，25~80 %RH 但し絶対湿度は 1~25 g/m3）を超える環境状態でこの製品を使用すると，この製品が故障する恐れがあります。

3-16

LP5394

4.

保

守

4.1

はじめに .............................................................. 4-1

4.2

日常の手入れ ...................................................... 4-1

4.3

保管・再梱包・輸送 ............................................... 4-1

4.4

故障と思われるとき ............................................... 4-2

4.1 はじめに

4.1

はじめに

●この章では，次のことについて記載しています。
・長期間使用しないときの注意事項や保管方法について。
・輸送するときの再梱包と輸送上の注意事項について。
簡単な動作チェックについては，2.4 項をご覧ください。
動作チェックや性能試験を満足しないときは，当社に校正または修理を依頼してください。

4.2

日常の手入れ●パネルやケースが汚れたとき
柔らかな布で拭いてください。汚れがひどいときは，中性洗剤に浸して固く絞った布で拭いてください。
シンナーやベンジンなどの揮発性の溶剤や化学雑巾などで拭くと，変質したり塗装が剥がれたりすることがありますので，絶対に使用しないでください。

4.3

保管・再梱包・輸送●長期間使用しないときの保管・電源コードをコンセントおよびこの製品から外してください。
・棚やラックなど，落下物やほこりのないところに保管してください。
ほこりをかぶるおそれがある場合は，布やポリエチレンのカバーをかけてください。
・保管するときは，温度変化の激しいところや直射日光の当たるところなどは避け，なるべく常温の環境で保管してください。
●再梱包･輸送
移動や修理依頼などのために再梱包するときは，次の点に注意してください。
・この製品をポリエチレンの袋またはシートで包んでください。
・この製品の重さに十分耐え，寸法的に余裕のある段ボール箱をご用意ください。
・この製品の 6 面を保護するように緩衝材を詰めて包装してください。
・輸送を依頼するときは，この製品が精密機器であることを運送業者に指示してください。

4-1

LP5394

4.4 故障と思われるとき

4.4

故障と思われるとき

次のような故障と思われる症状のときは，“必要な処置”を実行してみてください。それでも回復しないときは，当社または当社代理店に連絡してください。

症状＋OCP LED 又は－OCP LED が点灯
OUTPUT OFF
LED が点滅

全ての LED が消灯
している

正常な出力電圧がでない

警

表 4-1 故障と思われるときの対処表
考えられる原因
必要な処置
出力電流が 0.15 A 以上となっ 出力を OFF にし，接続する負荷を電流ている
0.1 A 以下にしてください。
高温状態になっている
周 囲 温 度 を 50 ℃ 以 下 に し て く だ さい。放熱を妨げる設置になっている場
合，放熱環境を改善してください。内部温度を下げるため，この製品の周囲温度を 50 ℃以下で 2 時間以上放置し，冷やしてから使用することが必要なことがあります。
ヒューズが溶断している
ヒューズホルダ内にあるヒューズが溶断しているか確認し，必要であれば交換してください。
VOLTAGE SELECTOR の設定と，印加する商用電源電圧が合っているか
ご確認ください。必要であればコイン
ドライバで正しい設定に変更してくだ
さい。
VOLTAGE SELECTOR が正し VOLTAGE SELECTOR の設定と，い値に設定されていない
印加する商用電源電圧が合っている
かご確認ください。必要であればコイ
ンドライバで正しい設定に変更して
ください。

告

この製品の内部には，高電圧の箇所があります。カバーは絶対に取り外さないでください。
内部を点検する必要があるときでも，当社の認定したサービス技術者以外は内部に触れな
いでください。

4-2

LP5394

5.

5.1

仕

様

LP5394の仕様 .................................................... 5-1

5.1.1 方 式 .................................................................. 5-1
5.1.2 出力 .................................................................... 5-1
5.1.3 入力 .................................................................... 5-2
5.1.4 その他 ................................................................. 5-2
5.2

BNCアダプタの仕様 ............................................ 5-4

5.2.1 定 格 .................................................................. 5-4
5.2.2 環境条件 ............................................................. 5-4
5.2.3 寸法，質量 ........................................................... 5-4
5.2.4 規 格 .................................................................. 5-4
5.2.5 回路図 ................................................................ 5-4
5.3

バインディングポストアダプタの仕様 ...................... 5-5

5.3.1 定 格 .................................................................. 5-5
5.3.2 環境条件 ............................................................. 5-5
5.3.3 寸法，質量 ........................................................... 5-5
5.3.4 規 格 .................................................................. 5-5
5.3.5 回路図 ................................................................ 5-55.4

外観図 ................................................................ 5-6

5.4.1 LP5394の外観図 ................................................. 5-6
5.4.2 BNCアダプタの外観図 ......................................... 5-7
5.4.3 バインディングポストアダプタの外観図 ................... 5-8

5.1 LP5394 の仕様

5.1

LP5394 の仕様

特記なき場合は，出力電流：±0.1 A
5.1.1

方 式

シリーズレギュレータ
5.1.2

出力

5.1.2.1

電圧・電流

電圧

0 ～±15 V

電圧設定範囲

正面パネルの VOLTAGE RANGE スイッチによる設定レンジ 3 V

0 ～±3 V

設定レンジ 5 V

0 ～±5 V

設定レンジ 10 V 0 ～±10 V
設定レンジ 15 V 0 ～±15 V
正面パネルの調整器（10 回転，VOLTAGE ADJUST

電圧設定方法ダイヤル）による
0 V からフルスケール電圧まで調整可
ダイヤル設定値＝10 でフルスケール電圧を出力
ダイヤル最小目盛はフルスケール電圧の 0.2 %
ダイヤル設定 1～10 においてフルスケール電圧の±1 %電圧設定確度

ダイヤル設定 0 において 0±20 mV
最大電流±0.1 A

出力 ON／OFF

正面パネルのスイッチによる

電圧メータ

2.5 級，フルスケール 15 V，極性切替スイッチ付

出力モニタ

正面パネルの MONITOR 端子による（Zout=1 k）

5.1.2.2

定電圧特性

入力変動（電源±10 %に対して）±3.5 mV 以内

負荷変動（負荷 0〜100 %に対して，負荷 0 %基準）

±10 mV 以内

リプルノイズ（負荷 0～100 %，帯域幅 10 Hz～20 MHz） 10 Vrms 以下（typ.）
出力電圧温度係数*1±10 ppm/℃（typ.）

時間ドリフト*1（ウォームアップ後 8 時間）±40 ppm（typ.）*1：レンジフルスケール電圧に対して5.1.2.3

出力コネクタHR10-7R-4S(73)4

正面パネルに搭載
1

ピン番号と接続
1：＋OUT
2：GND

3

図 5-1

2

3：－OUT
4：GND

ヒロセ電機製 HR10-7R-4S(73)のピン番号と接続
5-1

LP5394

5.1 LP5394 の仕様
5.1.3

入力

5.1.3.1

電源
AC 100/120/220/240 V（スイッチ切替）±10 %

入力電圧

ただし，250 V 以下
周波数50/60 ±2 Hz

消費電力

25 VA 以下

過電圧カテゴリⅡ

5.1.3.2

ヒューズ
電源電圧
100 V
120 V
220 V
240 V

定格電流

定格電圧

備考

250 V

タイムラグタイプ
φ5.2×20 mm

0.315 A
0.125 A

ご注意：AC 200 V 以上で使用する場合，標準附属品の電源コードセットとヒューズは変更となります。
5.1.4

その他

5.1.4.1

絶縁抵抗

電源入力一括対筐体

50 M以上（DC 500 V にて）

電源入力一括対

直流出力

50 M以上（DC 500 V にて）

出力 GND筐体

10 M

電源入力一括対筐体

AC 1500 V

1 分間

電源入力一括対直流出力

AC 1500 V

1 分間

出力 GND

筐体

5.1.4.2

5.1.4.3

対耐電圧

対±42 Vpk（DC+ACpeak）

保護機能

過電流保護

垂下特性（約 0.15 A）自動復帰型

過電流状態の表示

正面パネルの＋OCP LED，－OCP LED による

過熱保護

内部温度約 75 ℃で出力 OFF

過熱保護表示正面パネルの OUTPUT OFF LED が点滅（自動復帰）

5-2

LP5394

5.1 LP5394 の仕様

5.1.4.4

環境条件

高度2000 m 以下

動作温度範囲0～+50 ℃

動作湿度範囲25～80 %RH

但し絶対湿度は 1～25 g/m3，結露無きこと

保管温度範囲－10～+50 ℃

但し，日平均温度は 40 ℃以下のこと

保管湿度範囲25～80 %RH

但し絶対湿度は 1～29 g/m3，結露無きこと

冷却方式

自然空冷

汚染度

2（屋内使用）ウォームアップ時間

30 分

但し，日平均温度は 40 ℃以下のこと

%RH
90

保管温湿度
範囲

80
70
動作温湿度
範囲

60
50
40
30
20
10
0

10

0

10

図 5-2
5.1.4.5

20

30

40

50

温湿度範囲説明図

寸法，質量外形(W×H×D)

107×86×330 mm（突起物は除く）

質量

約 1.75 kg（附属品は除く）

5.1.4.6

60 ℃

規格

RoHS

Directive 2011/65/EU

EMC (背面パネルに

EN61326-1

CE マーキング表示

EN61000-3-2のあるモデルのみ)

EN61000-3-3

安全性(背面パネルにEN61010-1

CE マーキング表示のあるモデルのみ)

5-3

LP5394

5.2 BNC アダプタの仕様

5.2

BNC アダプタの仕様

5.2.1

定 格

入出力電圧

±18 V

入出力電流

±0.5 A

5.2.2

環境条件

動作温度範囲0～+50 ℃

保管温度範囲－10～+60 ℃

汚染度2（屋内使用）

5.2.3

寸法，質量

外形(W×H×D)

ボトムプレート付き：100×30×70 mm（突起物は除く）
ボトムプレート無し：78×26×64 mm（突起物は除く）
約 230 g

質量
5.2.4

規 格

RoHS
5.2.5

Directive 2011/65/EU

回路図

CASE

＋OUTPUT
+

0.1μF

DC
INPUT

1

4

2

3

100kΩ

100μF
+

0.1μF

100kΩ

100μF
－OUTPUT

図 5-3

BNC アダプタの回路図

5-4LP5394

5.3 バインディングポストアダプタの仕様

5.3

バインディングポストアダプタの仕様

5.3.1

定 格

入出力電圧

±18 V

入出力電流

±0.5 A

5.3.2

環境条件

動作温度範囲0～+50 ℃

保管温度範囲－10～+60 ℃

汚染度2（屋内使用）

5.3.3

寸法，質量
ボトムプレート付き：100×30×70 mm（突起物は除く）

外形(W×H×D)

ボトムプレート無し：78×26×64 mm（突起物は除く）
約 240 g

質量
5.3.4

規 格

RoHS
5.3.5

Directive 2011/65/EU

回路図

CASE

＋OUTPUT
0.1μF

DC
INPUT

1

4

2

3

+
100kΩ

100μF
GND
+

0.1μF

100kΩ

100μF
－OUTPUT

図 5-4

バインディングポストアダプタの回路図

5-5LP5394

5.4 外観図

5.4

外観図

5.4.1

LP5394 の外観図

図 5-5

LP5394 の外観図
5-6

LP5394

5.4 外観図
5.4.2

BNC アダプタの外観図

図 5-6

BNC アダプタの外観図
5-7

LP5394

5.4 外観図
5.4.3

バインディングポストアダプタの外観図

図 5-7

バインディングポストアダプタの外観図
5-8

LP5394

6.

標準データ

6.1

標準データについて ............................................. 6-1

6.2

出力雑音電圧波形 ............................................... 6-1

6.3

出力雑音電圧密度 周波数特性 ........................... 6-2

6.4

長時間ドリフト特性 ................................................ 6-2

6.5

温度ドリフト特性 ................................................... 6-3

6.1 標準データについて

6.1

標準データについて

この製品の代表的な性能について，標準的なデータを参考として記載しています。このデー
タは，製品の性能を個々に測定しますと，平均的にこの値を示すというものです。場合によっては，お持ち製品の性能がこのデータに達していないこともありますが，全数，厳重な試験を行い，仕様を満足していることを確認して出荷しておりますのでご了承ください。

出力雑音電圧波形
100

電圧[V]

50

0

-50

-100
0

20

40

60

80

100

時間[ms]

図 6-1 出力雑音電圧波形（＋15 V 出力，定格負荷，帯域幅 10 Hz～20 MHz）
100

50

電圧[V]

6.2

0

-50

-100
0

20

40

60

80

100

時間[ms]

図 6-2 出力雑音電圧波形（－15 V 出力，定格負荷，帯域幅 10 Hz～20 MHz）

6-1

LP5394

6.3 出力雑音電圧密度 周波数特性

出力雑音電圧密度 周波数特性

出力雑音電圧密度[nV / Hz ]電圧密度[nV/√Hz]

6.3

10000
1000
100
10
1
0.1
0.01
10

100

1k

10k

100k

1M

10M

周波数[Hz]
図 6-3 出力雑音電圧密度 周波数特性（＋15 V 出力，定格負荷）

長時間ドリフト特性
1.00.8＋40 ppm0.6
出力電圧ドリフト[mV]

6.4

0.4
0.2
+15 V 出力

0.0
-0.2
-0.4
-0.6

－40 ppm

-0.8
-1.0
0

5

10
時間[hour]1520

図 6-4 長時間ドリフト（定格負荷，電源 ON から 30 分後の出力電圧基準）

6-2LP5394

6.5 温度ドリフト特性

温度ドリフト特性
43
温度ドリフト [mV]

6.5

－10 ppm

2＋15 V 出力

10
-1－15 V 出力

-2＋10 ppm

-3
-4
0

10

20

30

40

50

温度 [℃]

図 6-5 温度ドリフト特性（定格負荷）

6-3LP5394

ーーーー 保証 ーーーー

この製品は，株式会社 エヌエフ回路設計ブロックが十分な試験および検査を行って出荷しております。
万一製造上の不備による故障または輸送中の事故などによる故障がありましたら，当社または当社代理店までご連絡ください。
当社または当社代理店からご購入された製品で，正常な使用状態において発生した部品および製造上の不備による故障など，当社の責任に基づく不具合については納入後 1 年間の保証をいたします。
この保証は，保証期間内に当社または当社代理店にご連絡いただいた場合に，無償修理をお約束するものです。
なお，この保証は日本国内においてだけ有効です。日本国外で使用する場合は，当社または当社代理店にご相談ください。
次の事項に該当する場合は，保証期間内でも有償となります。
● 取扱説明書に記載されている使用方法，および注意事項に反する取扱いや保管によって生じた故障● お客様による輸送や移動時の落下，衝撃などによって生じた故障，損傷● お客様によって製品に改造が加えられている場合● 外部からの異常電圧およびこの製品に接続されている外部機器の影響による故障● 火災，地震，水害，落雷，暴動，戦争行為，およびその他天災地変などの不可抗力的事故
による故障，損傷――― 修理にあたって ―――
万一不具合があり，故障と判断された場合やご不明な点がありましたら，当社または当社代
理店にご連絡ください。
ご連絡の際は，型式名(または製品名)，製造番号(銘板に記載の SERIAL No.)とできるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。
修理期間はできるだけ短くするよう努力しておりますが，ご購入後 5 年以上経過している製品のときは，補修パーツの品切れなどによって，日数を要する場合があります。
また，補修パーツが製造中止の場合，著しい破損がある場合，改造された場合などは修理をお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。

お 願 い 取扱説明書の一部または全部を，無断で転載または複写することは固くお断りします。
 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，内容に関連して発生した損害などについては，その責任を負いかねますのでご了承ください。
もしご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気付きのことがございましたら，当社または当社代理店にご連絡ください。

LP5394 取扱説明書
株式会社

エヌエフ回路設計ブロック〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20
TEL 045-545-8111(代)
http://www.nfcorp.co.jp/
C Copyright 2014-2022, NF Corporation◯

http://www.nfcorp.co.jp/〒223-8508 横浜市港北区綱島東 6-3-20 TEL 045 (545)8111(代)