HM-8086 Rev.5

取扱説明書
6PERATI6N MANUAL

ＬＰＧ残液量監視システム用

レベルコンバータ
ＢＬＳＴ－５０００Ｄ―５０

HM-8086 Rev.5

目次
目次 ·································································································································· 1
はじめに ···························································································································· 2
1

各部名称 ······················································································································ 3

2

用語の概略説明 ············································································································· 4

第 1 章 設置・配線 ______________________ 6
1

取り付け方法 ················································································································ 62結線方法 ······················································································································ 73

通信テスト ·················································································································· 12

第 2 章 レベルコンバータの機能 _________ 15
1

本製品の概要 ··············································································································· 15

2各機能の説明 ··············································································································· 16

第 3 章 設定情報の変更 _________________ 22
1

設定機能 ····················································································································· 22

2

設定方法 ····················································································································· 23

第 4 章 運用・保守 _____________________ 33
1

取り付け後の日常点検 ··································································································· 33

2電池の交換 ·················································································································· 34

第 5 章 製品仕様 _______________________ 35－

1 －HM-8086 Rev.5

はじめに
このたびは、レベルコンバータＢＬＳＴ－５０００Ｄ－５０をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、本取扱説明書に記載されております。
必ずお読みになり、正しくお使いください。
本書は、お読みになったあと、いつでも見られるようにお手元に保管してください。

記号の意味

＊１

警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷（＊１）を負うことが想定されること”を示します。

注意“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定されること”を示します。

重傷とは、失明やけが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

＊２

軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど（高温、低温）、感電などをさします。

＊３

物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

おねがい
警 告
※
※
※
※

ＬＰガス設備の安全確保に万全を期すため、工事を始める前に本書を必ずお読みください。
取り扱いを誤りますと、故障や事故の原因となることがあります。十分にご注意ください。
液化石油ガス法等ＬＰガス関連法規・基準、及び省令補完基準、電気工事、通信関連工事に関する法律等に定められた基準を厳守してください。
設備工事に際しては、関連法規に定める資格者が実施してください。

注 意

∗

∗
∗
∗
∗
∗

本製品は、以下に示す当社液面計に適応しています。以下の液面計以外をご使用になる場合は、当社まで
お問い合わせください。
・ 本製品適応標準液面計：FG-2KC・FG-8・FG-7・FG-6（連続式）
・ 接点式から連続式へ液面計表示部（ゲージ部）を交換することによって適応可能な液面計：
FG-2シリーズ・FG-8シリーズ・FG-7シリーズ・FG-6シリーズ
本製品は、液面計表示部からの信号を計測・演算し、そのデータを電文化して、端末NCUと通信するための変換器です。本製品と接続する液面計表示部や端末NCUとの信号線は、本製品には含まれていません。
液面計や端末NCUに付随する信号線をご利用になるか、事前に準備をお願いします。
本製品に監視センター側のプログラムは含まれておりません。通信条件などは、本製品を設置する前に
貴社監視センターへお問い合わせください。
本製品は、共通型NCU標準仕様に準拠しています。共通型NCU以外と接続する場合は当社にお問い合わせください。

本書は改良のため予告無く内容を変更する場合があります。予めご了承ください。
本製品は、残量監視システムを構成する機器類の一部であり、使用環境によっては、精度の低下や、誤動作が起きる可能性があります。従いまして、本製品の精度低下、誤動作等により、ガス切れ等が生じた場合、当社では補償をしかねますのでご了承ください。

－

2 －HM-8086 Rev.5

各部名称

1

本体取り付け用穴４-φ４．５
兼蓋取り付け用穴

※１

LCD

テストキー

電源ソケット

電源ソケット

（オス）

（メス）

電池

操作キー

ディップスイッチ

リセットキー

液面計表示部＆接点入力用端子台

DT-SG＆接点信号出力

ケーブルクランプ

アース端子台

電池固定ベルト

端子台※１：蓋取り付け用穴には、専用インサートネジ（本体付属）を使用します。
専用インサートネジを取外すことにより、本体取り付け固定用ネジを締め付け／外すことが出来ます。
専用インサートネジを取り付けることにより、蓋と本体を M5 のネジで固定することができます。

－

3 －HM-8086 Rev.5

用語の概略説明2■レベルコンバータに接続する機器
詳細な内容につきましては、『第 1 章
用設置・配線』を参照してください。

語

概

要

液面計

バルク貯槽の残液量を計測するための機構全体

液面計表示部

液面計の内、バルク貯槽の残液量計測結果をポテンショメータセンサで表示する部分（ゲージボディ）。レベルコンバータと接続。

端末ＮＣＵ

ガス、水道のメーターなどの監視に使われるＮＣＵ■レベルコンバータの機能に関する用語
詳細な内容につきましては、『第 2 章
用レベルコンバータの機能』を参照してください。

語

概

要

過充填値

地上：85T、地下：90T（固定値）

残量レベルⅠ（Ｌ１）値

L1 警告検出に使用。過充填値>L1 値>L2 値で設定可能（初期値：80T）

残量レベルⅡ（Ｌ２）値

L2 警告検出に使用。L1 値>L2 値>L3 値で設定可能（初期値：40T）

残量レベルⅢ（Ｌ３）値

L3 警告検出に使用。L2 値>L3 値で設定可能（初期値：20T）

残液量警告値

上記 L1 値、L2 値、L3 値の総称

過充填域

残液量が多すぎる領域

残量レベルⅠ域

Ｌ１値以下からＬ２値までの領域（初期値：80T～41T）

残量レベルⅡ域

Ｌ２値以下からＬ３値までの領域（初期値：40T～21T）

残量レベルⅢ域

Ｌ３値以下の領域（初期値：20T以下）

過充填警告

残液量が上昇し、過充填値になった時に発呼残量レベルⅠ（Ｌ１）警告

残液量が減少し、L1 値になった時に発呼残量レベルⅡ（Ｌ２）警告

残液量が減少し、L2 値になった時に発呼残量レベルⅢ（Ｌ３）警告

残液量が減少し、L3 値になった時に発呼充填情報充填が完了したと判断した時に発呼センサ異常警告

液面計表示部内蔵のセンサとの接続に異常を検出した時に発呼コンバータ異常警告

液面計表示部の電圧印加回路に異常を検出した時に発呼

電池電圧低下警告

専用電池の電圧が規定値以下になった時に発呼Ｌ２出力接点信号Ｌ２の出力（オープンコレクタ出力）

Ｌ３出力

接点信号Ｌ３の出力（オープンコレクタ出力）

ヒステリシス

液面が揺らぎによる連続発呼を抑えるための領域

地上：85T以上、地下：90T以上※１

各残量警告値（過充填値、L1 値、L2 値、L3 値）に設定※１

LCD 表示中は充填情報の判定を行いませんので、充填期間中に LCD 表示を繰返すと充填情報の検出／発呼が行えないことがあります。充填中の残液量確認は液面計表示部で行ってください。

－

4 －HM-8086 Rev.5■レベルコンバータの操作に関する用語
詳細な内容につきましては、『第 3 章

設定情報の変更』を参照してください。

用語
オートモード概要

通常の運転動作を行う時のモード（出荷時の設定）。ディップスイッチ
によりオートモード<－>マニュアルモードを切替え。

マニュアルモード

各種情報の設定、テスト発呼を行う際に使用するモード。ディップスイ
ッチによりオートモード<－>マニュアルモードを切替え。

液位表示モード

LCD に液面計から読取った残液量を表示するモード。

比較値モード残液量警告値（L1 値、L2 値、L3 値）の表示・設定を行うモード

パラメータモード

各種情報の表示・設定を行うモード

操作キー

モードキー、セットキー、アップキー、シフトキーの総称【M6DE】モードキー

液位表示モード、比較値モード、パラメータモードの切替えを行うキー【SET】セットキー

比較値モード、パラメータモードにて表示内容の切替えや設定変更した値を確定するときに使用するキー【UP】アップキー

アドレスや設定情報の値を変更する時に使用するキー【SHIFT】シフトキー

アドレスや設定情報を設定変更する桁を移動するときに使用するキー【TEST】テストキー

設置時などのテスト発呼で使用するキー【RESET】リセットキー

初期化を行う場合に押すキー。オートモードとマニュアルモードの切替えを行う場合は、リセットキーを押さないとモードの切替えが行えません。マニュアルモードからオートモードへディップスイッチを切替え、リセットキーを押さないと設定変更した情報が反映されないだけでな
く、発呼や監視センターからの通信が行えなくなります。

注意

オートモードとマニュアルモードを切替える場合は、必ずリセットキーを押してください。

－

5 －HM-8086 Rev.5

第1章 設置・配線
取り付け方法1①

梱包箱から製品を丁寧に取り出してください。

②

本体にある４ヶ所のネジをプラスドライバーで緩めて、フタを取り外してください。

③

４ヶ所の本体取り付け穴 兼 蓋取り付け穴（以降本体兼蓋取り付け穴）の専用インサートネジ

をマイナスドライバーで取り外してください。
④

本体は、電子機器用の保護ボックス等に収納して固定してください。

⑤

M4 ネジ、または 4mm タップネジを、本体４箇所の本体兼蓋取り付け穴へ差し込み、本体を取り付け面にしっかりと固定してください。

⑥

本体を固定しましたら、本体兼蓋取り付け穴に専用インサートネジを取り付けてください。

蓋取り付け用ネジ
M5×15mm（本体付属）

専用インサートネジ（本体付属）

本体取り付け用ネジ
M4 または 4mm タップネジ
本体取り付け用ネジは、付属しておりませんので事前にご準備ください。
ネジ取付けピッチ
縦：160mm 横：110mm

注意

レベルコンバータの蓋を外した際、内部に異物が混入しないように十分注意してください。異物が混入すると故障の原因になることがあります。

注意

設置に適さない場所∗ 燃焼器具などからの排気・湯気・油煙などが直接かかる場所。
∗ 温度が－１０℃以下または、６０℃以上になる場所。
∗ 直射日光が長時間あたる場所。
∗ テレビ・ラジオなど、電気機器より1m以内の場所。
－

6 －HM-8086 Rev.5

結線方法

2

警告

感電事故のないように十分注意して、結線を行ってください。

注意

電気工事は電気工事士に、電話工事は工事担任者にご依頼ください。

注意

C種接地（１０Ω以下）のアース工事を必ず行ってください。アース工事が完全に実施されないと、誘導雷からレベルコンバータ本体を保護することができません。

注意

2-1.

液面計表示部、端末 NCU の接続に関する詳しい説明は、各取扱説明書に従ってください。

接続図
2.1.1

液面計表示部との接続
液面計表示部

レベルコンバータ
TB1

端子ボックス
黒

茶

FG

シールド
防水ソケット A
P1

P2

P3 MB2 MB1 MA2 MA1

FG

FG-7
FG-6
FG-2KC

防水ソケット B

④
③
②
①

P3

※液面計表示部に繋がる端子ボックスの①がレベルコンバータの P2 へ、同②が同 P1 へ、と交差しているのでご注意ください。

P1
P2

赤
白

レベルコンバータ端子台の表示と液面計表示部の線色
レベルコンバータ
シルク表示
FG
P1
P2
P3

液面計表示部の配線色

機能

茶（FG-7,FG-2KCのみ）
赤
白
黒

液面計表示部のシールド線
液面計表示部の０Ｖ側
液面計表示部の出力
液面計表示部の電源供給側－

7 －

HM-8086 Rev.5

2.1.2

端末NCUとの接続（電文信号を使用する場合の結線の例）

共通型 NCU(－)

レベルコンバータ

L1 T1 DT M2
電話回線
L2

L1

(＋)

L2 T2 SG M1
C3

L3

C2

L3

DT SG

電話機

（接点信号Ｌ２出力を使用する場合の結線の例）

共通型 NCU(－)

レベルコンバータ

L1 T1 DT M2
電話回線
L2

L1

(＋)

L2 T2 SG M1
C3

L3

C2

L2

DT SG

電話機

レベルコンバータ端子台の機能
DT
SG
C3
L3
C2
L2

：電文ポート（5bit）の入出力：電文ポート（5bit）の入出力：接点信号出力のコモン（L３出力、フォトカプラエミッタ、０Ｖ側）：接点信号Ｌ３出力（フォトカプラオープンコレクタ出力）：接点信号出力のコモン（L２出力、フォトカプラエミッタ、０Ｖ側）：接点信号Ｌ２出力（フォトカプラオープンコレクタ出力）

端末NCUの端子の機能（参考）DT ：電文ポート（5bit）の入出力
SG ：電文ポート（5bit）の入出力
M1 ：無電圧A接点接続端子の＋側M2 ：無電圧A接点接続端子の－側
注）結線の際にはご使用になる端末NCU の取扱説明書をご確認のうえ結線を行ってください。

－

8 －HM-8086 Rev.5

注意

ＤＴ－ＳＧ入出力、Ｌ２出力、Ｌ３出力は、それぞれ極性があります。また、端末NCU側の接点信号端子の極性は、製造メーカによって異なります。極性を間違いますと故障の原因となりますので、事前に極性を確認して頂き、十分に注意して結線をしてください。

注意

最大出力容量を超えた使い方をすると故障の原因となりますので、Ｌ２出力、Ｌ３出力に接続する負荷は、最大出力容量（max DC+24V/1mA）以内となるように注意してください。

注意

アースは端末NCUを含めて１点アースとなるようにしてください。端末NCUでアースが必要な場合は、下図右側のようにしてください。
（端末NCUのFGはアース端子です。
）
ただし、お使いの機器や環境によっては、最適な接地方法が異なる場合があります。端末Ｎ
ＣＵの販売元等にご確認の上、接地方法を決定してください。
BLST-5000

BLST-5000

端末 NCU

端末 NCU

DT

DT

DT

DT

SG
FG

SG
ＦＧ

SG
FG

SG
ＦＧ

結線

2-2.

以下の手順で、レベルコンバータ設置後に液面計表示部、端末NCU、アース線の接続を行ってください。

2.2.1

推奨ケーブル①

液面計表示部との接続： MVVS ケーブル（3 芯シールド）、0.5mm2 (仕上がり外径φ6.4±0.35)②

端末 NCU との接続

： MVVS ケーブル（2 芯シールド）、0.5mm2 (仕上がり外径φ6.1±0.35)

③

アース線

：Ｃ種接地用ケーブル

注１）使用可能電線範囲（端子台）
ネジ無し端子部 単線 ：φ0.4～φ1.2（AWG26～18）
より線：0.2～0.75ｍ㎡（AWG24～20）
ネジ端子部：圧着端子 R1.25-3 相当

注２）ケーブル長①液面計表示部との接続ケーブル：50m以内②端末NCUとの接続ケーブル：30m以内上記の長さを越える場合は当社にお問い合わせください。

－

9 －素線径 φ0.18 以上

HM-8086 Rev.5

注意

シールド線の銅線が他の入出力に接触すると故障の原因となりますので、液面計表示部や端末NCUとの接続ケーブルのシールド線は、以下の方法で端末処理を行ってください。
（１） シールド線の網線を一つに撚って、銅管端子等を使用して 0.75mm2ＶＳＦ電線に圧着してください。
（２） ＶＳＦ電線に圧着できなかった網線を切断し、圧着部に絶縁テープを巻いてください。

（１）

（２）
絶縁テープ

網線
銅管端子
VSF電線

VSF電線

シース

注意

ケーブルはシースで覆われたものをご使用ください。

注意

レベルコンバータ本体へのケーブルの引込みは必ずシースまで引込んでください。
ケーブルクランプとケーブルの間に隙間があり、水分が浸入する恐れのある場合は、本体内側よりシリコーンゴム系シーリング剤を注入してください。

2.2.2

結線方法

液面計表示部、端末NCUとの接続①

ケーブルクランクのシールナットを左に回して緩めてください。

②

ケーブルクランプに液面計表示部のケーブルを通してください。

③

ケーブルのシースがケーブルクランプからわずかに見える位置までケーブルを引き込んでください。

④

ケーブルクランプのシールナットを締め付けてケーブルをしっかりと固定してください。

⑤

ケーブルの各芯線の被覆を約９mm剥がし、素線を撚ってください。

⑥

前記、接続図（液面計表示部との接続、端末NCUとの接続)に従って端子台にしっかりと接続して
ください。

注意

ケーブル芯線の素線が他の入出力と接触しないように注意してください。

注意

ケーブルクランプのシールナットを締めるときは、ケーブルの芯線がよじれないようにケーブルを手で押さえながら締めてください。

－

10 －

HM-8086 Rev.5

端末 NCU の設定

2-3.

レベルコンバータを接続する端末 NCU に各種設定を行います。設定内容・方法についてはご使用になる端末 NCU の取扱説明書および監視センターの仕様を確認し、設定を行ってください。
注）端末NCUには通報先電話番号等の初期設定を行う必要があります。適切な設定が行われていないと本システムが正常に機能しないことがあります。
注）端末NCUの設定は監視センターから電話回線網を介して行うか、端末NCU専用の設定器で行います。
設定内容及び設定方法は、端末NCUの取扱説明書によるか、端末NCUの販売元にお問い合わせください。
注）端末 NCU の設定が完了しましたら、レベルコンバータの電源投入前に端末 NCU と貴社の監視セン
ターとの間で通信確認を必ず行ってください。

電源投入

2-4.

前記結線が終了した後、以下の手順に従って電源を投入してください。但し、ＡＣ１００Ｖアダプタ
電源をご使用の場合は、専用アダプタの取扱説明書に従ってください。
①

電源ソケットのメスをオスに差し込みます。“カチ電源ソケット（メス）電源ソケット（オス）ッ”と言う感触があるまで、確実に差し込んでください。
②

リセットキーを押してください。

③

電源投入が正常終了した場合は、数秒後に LCD が
全表示（8.8:8.8.）します。

④

LCD の全表示が消えたら、モードキーを１回押してください。LCD に残液量が正しく表示することを確認してください。

⑤

LCD に何も表示されない、もしくは残液量が正しく表示されない場合は、いったん電源ソケット
を外し、結線をご確認の上、もう一度、上記手順に従って電源を投入してください。

注意

電源の投入時には、電池の短絡（ショート）、誤接続等のないように注意して下さい。
機器の破損、火災などの原因になることがあります。

2-5.

設定情報の変更

残液量警告値やパラメータ情報を当社出荷時の設定から変更する場合には、『第 3 章設定情報の変更』を参照して設定変更をおこなってください。設定が完了した場合や、当社出荷時の設定から変更する必要が無い場合は、次頁『第 1 章 3 通信テスト』へ進んでください。

－

11

－

HM-8086 Rev.5

通信テスト

3

設置、接続、設定が完了した後、以下の手順に従って警告発呼テストを行ってください。
注）警告発呼のテストは、監視センターと連絡をとりながら行います。
注）警告発呼のテストは、レベルコンバータの残液量表示を見ながら行いますので、表示を見る時はモードキーを１回押して液位表示モードにして下さい。すでに残液量が表示されている時はモードキーを押す必要はありません。

3-1.

電文信号の場合

本製品標準対応の液面計 FG-7、FG-6、FG-2KC は、テスト時に液面計表示を操作することができます。
FG-7、FG-6、FG-2KC のように、液面計の残液量表示を操作できる場合は 3.1.1、その他の液面計で残液量表示を操作できない場合は 3.1.2 の手順で行ってください。

3.1.1

液面計の操作によるテスト手順（例として液面計がFG-7の場合）

注）以下に示す手順では、警告値が初期設定値（［L1 値，L2 値，L3 値 ］＝［80，40，20］）である場
合について説明しています。警告値の設定を変更してある場合は、適時手順を変更してください。
①

液面計表示部の取り外し
液面計表示部をバルク容器から取り外し（下図参照）、液面計表示部の裏側に磁石をあてます。磁石を回転させて液面計の表示を５０％にします（液面計表示部の値を固定するため、磁石はつけたままにしてください）。

液面計

3mm 六角レンチ
でゆるめる

FG-7

－

12 －

磁石で針を動かす

HM-8086 Rev.5②

レベルコンバータの表示を確認
レベルコンバータのリセットボタンを押します。レベルコンバータを液位表示モードにして、残液量
表示が５０％になっているか確認します。（レベルコンバータの液面計に対する許容誤差は、±５％
FS です。）③

監視センターに連絡
監視センターにこれから警告発呼のテストを行うことを連絡し、警告発呼の有無を確認します。すでに警告発呼が出ている場合、監視センターで警告発呼時の処理を済ませ、未処理の警告が端末 NCUに無い状態にします。※１④

L２警告発呼液面計表示を５０％から３０％にします。この時のレベルコンバータの残液量表示を記録します。
３０％にしてから約１分後、監視センターに連絡し、記録した残液量で L2 警告が上がっていることを確認します。

⑤

L３警告発呼液面計表示を３０％から１５％にします。この時のレベルコンバータの残液量表示を記録します。
１５％にしてから約１分後、監視センターに連絡し、記録した残液量で L3 警告が上がっていることを確認します。

⑥

過充填警告発呼液面計表示を１５％から９０％にします。この時のレベルコンバータの残液量表示を記録します。
９０％にしてから約１分後、監視センターに連絡し、記録した残液量で過充填警告が上がっていることを確認します。

⑦

Ｌ１警告発呼液面計表示を９０％から７５％にします。この時のレベルコンバータの残液量表示を記録します。
７５％にしてから約１分後、監視センターに連絡し、記録した残液量で L1 警告が上がっていることを確認します。

※１ 液面計表示を５０％に合わせる際に針が大きく振れた場合、残液量警告が発呼されることがあります。
この場合、監視センターにて警告発呼時の処理が済んでいないと、端末 NCU はリトライ発呼を行い、テスト発呼とリトライ発呼の区別ができなくなります。

－

13 －

HM-8086 Rev.5

3.1.2
①

テスト発呼キーによるテスト手順

監視センターに連絡
監視センターにこれから警告発呼のテストを行うことを連絡し、警告発呼の有無を確認します。すでに警告発呼が出ている場合、監視センターで警告発呼時の処理を済ませ、未処理の警告が端末 NCUに無い状態にします。（前ページ②※１）マニュアルモードにする
ディップスイッチ S7-1 を 6N にしてリセットキーを押してください。

③

残液量表示の確認
レベルコンバータを表示モードにして、現在の残液量表示を確認します。

④

テスト発呼キーを押す
テスト発呼キーを押し、警告発呼します。

⑤

監視センターに確認
テスト発呼キーを押してから約１分後、監視センターに連絡し、②で確認した残液量で監視センターに警告が上がっているか確認します。

⑥

オートモードに変更する
ディップスイッチ S7-1 を 6FF にしてリセットキーを押してください。

注意

3-2.

テスト発呼確認後、必ずオートモードに変更してください。残液量警告が発呼されません。

接点信号の場合

接点信号の場合は、テスト発呼キーによる警告発呼テストができません。液面計表示を操作できる場合は、
3-1

電文信号の場合の3.1.1と同じ手順で警告発呼テストを行って下さい。ただし、残液量は監視センターから読み込むことはできませんので、接続した端末 NCU などのポート番号を元に残液量警告の種類（Ｌ
２警告、Ｌ３警告）が正しいかを確認してください。

－

14 －

HM-8086 Rev.5

第2章 レベルコンバータの機能
1

本製品の概要本製品は、バルク容器に取り付けられた液面計より LPG 残液量情報を読み取ります。LPG 残液量情報は、
端末 NCU・電話回線を介して監視センターと５ｂｉｔの電文で双方向通信を行います。
システム構成イメージ図
液面計

レベル
コンバータ

共通型 NCU

監視センタ

BLST

電話回線網

本製品の特徴電文信号または、接点信号を使用して監視センターと以下の通信が可能です。


監視センターから随時残液量を読み取ることができます（電文信号）。



残液量が低下した時は、監視センターに対して警告発呼を行います（電文信号／接点信号）。



警告発呼する残液量を変更することができます（電文信号／接点信号）。



監視センターからレベルコンバータに対して各種設定を行うことができます（電文信号）。
充 填が 終わ っ た ら
警告を発呼

１００％

今、何％？

Ｌ１値

監視センターからの問い合わせにお答え

液のチャタリング現象は
デジタル処理で対応

６２％で～す

充填中

ＬＰガス残液量が少なくなったら警告を発呼電池が少なくなると警告発呼Ｌ２値
Ｌ３値

通信で設定を変更（直接操作でも変更可）

０％
充填時は警告を出しません※１注意

電池寿命は約３～４年※１

警告発呼の頻度等、使用環境により変化します。

本製品は、残液量監視システムを構成する機器類の一部であり、使用環境によっては、精度の低下や、誤作動が起きる可能性があります。従いまして、本製品の精度低下、誤作動等により、ガス切れ等が生じた場合、当社では補償をしかねますのでご了承下さい。

－

15 －

HM-8086 Rev.5

2

各機能の説明2-1.

液面計測機能本製品は、液面計表示部に内蔵されたポテンショメータセンサからの電気信号を感知して、バルク容器の形状に合わせて演算を行い、バルク容器容量に対応する残液量パーセント、及び残液量体積（Lｉｔｅｒ）を算出します。計測範囲は接続された液面計の計測範囲で、分解能は１％です。液面のチャタリング現象に対してはデジタル処理によってフィルタリングされており、安定した残液量を得ることができます。
演算パターンについて
バルク容器の形状によって、液面計の目盛種別（計測範囲）が異なります。そのため、液面計表示部に内蔵されたポテンショメータセンサからの電気信号が同じ値でも液面計の目盛種別毎に残液量を求める必要があります。電気信号から目盛種別毎の残液量を算出するため、本製品では、１４種類の演算式（演算パターン）を用意しています。本製品をご使用頂くには、液面計の目盛種別に合った演算パターンを選定していただく必要があります。演算パターンの選定方法については、『第 3 章

設定情報の変更の設定手順（23頁）』を参照してください。
また、本製品にあらかじめ設定されている演算パターン以外の液面計及び液面計の目盛種別を使用する場
合は、フリー設定演算パターンを使用します。この演算パターンは、出荷時に設定する必要がありますので、ご注文時にあらかじめご指定ください。

－

16 －

HM-8086 Rev.5

2-2.

警告発呼機能本製品は、測定した残液量をあらかじめ設定された 4 つの残量レベル値と比較することによって残液量を
４つの残量レベルに区分し、4 点の残液量警告発呼を行うことができます。残液量、残量レベル、及び残量レベル値の関係を以下に示します。

残液量
100％

残量レベル
過充填域

過充填値
残量レベルⅠ値
残量レベル値

残量レベル
残量レベルⅠ
Ⅰ域
残量レベルⅡ値
残量レベルⅡ
残量レベルⅡ域
域
残量レベルⅢ値
残量レベルⅢ
残量レベルⅢ域
域
0％2-3.

ヒステリシス

残液量測定値が残量レベル値付近で変化すると、残液量警告が頻繁に発呼されてしまいます。これを防ぐために、残量レベルの変化に３％のヒステリシスを設定しています。ヒステリシスを含めて、残液量警告発呼動作について、以下に示します。
残液量（％）

残量レベル

残液量（％）

100

100
過充填域

過充填値

過充填値

3%
3%

残量レベルⅠ値

残量レベルⅠ値

残量レベルⅠ域
3%

残量レベルⅡ値

充填情報

残量レベルⅡ値

残量レベルⅡ域
3%

残量レベルⅢ値

残量レベルⅢ値

残量レベルⅢ域0

残液量減少時※図中

残液量増加時で示した個所で警報発呼します。

残量管理機能－17 －0

HM-8086 Rev.5例）Ｌ２値＝４０（％）で、残液量測定値が４１（％）と４０（％）の間でふらつく場合は、ヒステリ
シスがないと４１（％）から４０（％）になる度に警告発呼してしまいますが、ヒステリシス３（％）
が設定してあると、残液量測定値が４０（％）から４３（％）までふらつかない限り、重複した残液量
警告発呼は行わなくなります。
また、残液量警告の他に充填情報、センサ異常警告、コンバータ異常警告、電池電圧低下警告等を発呼することができます。警告発呼の種類と機能について以下に示します。

警告一覧
警報の種類

意味

発呼条件

発呼有無の選択

残量レベルⅠ

残液量が十分あること

残液量が減少し、残量レベルⅠ域

設定により選択可（Ｌ１）警告

を示す。

になった時

能（初期値：発呼）残量レベルⅡ

残液量が低下したことを

残液量が減少し、残量レベルⅡ域 設定により選択可（Ｌ２）警告示す。

になった時

残量レベルⅢ

残液量がさらに低下した 残液量が減少し、残量レベルⅢ域 必ず発呼（Ｌ３）警告ことを示す。

過充填警報
充填情報

能（初期値：発呼）になった時充填量が多すぎることを 残液量が上昇し、過充填値を超え 設定により選択可示す。

た時

能（初期値：発呼）充填が完了したことを示 充 填情 報判定 値以 上の充 填を行 設定により選択可
す。

い、充填が完了した時※１

能（初期値：発呼）液面計表示部との接続に 液面計表示部内蔵のポテンショメ 必ず発呼センサ異常警告

異常が発生したことを示 ータセンサや接続ケーブルに異常す。

コンバータ異常警告
電池電圧低下警告が発生した時

液面計表示部へ供給する 液面計表示部へ供給するレベルコ 必ず発呼電源回路に異常が発生し ンバータ内部の電源回路に異常がたことを示す。

発生した時

専用電池の電圧が低下し 専用電池の電圧が規定値以下にな 必ず発呼たことを示す。

った時

作動 1/復帰 1 警告

接続した接点機器の動作 接続機器の動作並びに本器の検出 本機のボタン操作

作動 2/復帰 2 警告

による。

※１

条件による。

による

LCD 表示中は充填情報の判定を行いませんので、充填期間中に LCD 表示を繰返すと充填情報の検出／発呼が行えないことがあります。充填中の残液量確認は液面計表示部で行ってください。
また、条件により充填情報の検出が行われず、発呼しない場合があります。

－

18 －

HM-8086 Rev.5

通信機能

2-4.

本製品は、バルク容器内のＬＰＧ残液量情報を、バルク容器に取り付けられた液面計から読み取り、端末
NCU、電話回線を介して監視センターに伝送します。
ＬＰＧ残液量情報は５ｂｉｔの電文信号に変換し、監視センターと通信します。また、電文信号の他に、オープンコレクタによる接点信号を同時に発信することが可能です。

2.4.1

電文信号

電文信号による通信は双方向通信と呼ばれ、残液量の低下に伴う警告信号を発信するだけでなく、監視センターからの問い合わせに対して、最新の残液量や設定されている残液量警告値などのデータを返信することができます。電文信号を使用すると以下のような動作を行うことができます。

随時検針



監視センターからの問い合わせに対し、最新の残液量データを返信します。

警告発呼


①

残液量警告（Ｌ１警告、Ｌ２警告、Ｌ３警告）
バルク容器内残液量が減少し、残液量警告値（Ｌ１値、Ｌ２値、Ｌ３値）を通過したときに監視センターに対して警告発呼し、監視センターからの応答を受けて、最新の残液量を通報します。

②

過充填警告または充填情報
残液量が、残液量警告値を越えた場合に、監視センターに対して警告発呼し、監視センターからの応答を受けて、最新の残液量を通報します。また、充填完了時に、充填情報警告を発呼します。

③

電池電圧低下警告
専用電池の電圧が規定値以下になった時、監視センターに対して警告発呼します。

④

センサ異常警告
レベルコンバータが接続する液面計表示部内蔵のポテンショメータセンサもしくは液面計表示部と繋ぐケーブルに異常を感知したときに警告を発呼します。
（液面計種別によっては警告を発呼しない場合があります。）



設定
監視センターから残液量警告値（Ｌ１値、Ｌ２値、Ｌ３値）、バルク容器容量などの設定を行うことができます。詳細は第 3 章 1 設定機能を参照してください。
注）設定できる情報は監視センターにより異なります。詳細は貴社の監視センターへお問い合わせ
ください。



テスト発呼
設置時、及び点検時にテスト発呼キーを押すことによって、通信機能のチェックを行うことができま
す。

－

19 －

HM-8086 Rev.5

2.4.2

接点信号（オープンコレクタ方式）

本製品は、フォトカプラによる残液量警告出力用の接点信号出力端子を２点持ち、端末 NCU の無電
圧接点ポートに接続することによって監視センターに対して残液量警告発呼することができます。
接点信号出力は電文信号で使用するＬ２値、Ｌ３値を使用します。
以下に示すフォトカプラの仕様と端末 NCU の仕様を確認してからご使用下さい。仕様がわからない
場合は、当社までお問い合わせ下さい。

接点信号タイプ

A 接点
出力しない，１分～２３時間５９分（１分単位），

出力時間

連続出力のいずれかに設定可能。※（初期値は出力しない）

出力方式
最大定格
出力端子

オープンコレクタ方式
印加電圧：24V DC 以下

シンク電流 ：1mA 以下（V6L=1.3V 以下）＋側：フォトカプラオープンコレクタ端子２点－側：フォトカプラエミッタ端子２点※出力時間が長い場合、電池寿命に影響を与えます。NCU の接点ポートが検出可能な最小時間に設定することを推奨します。

接点信号の場合は、残液量警告発呼条件が成立した時にオープンコレクタをＯＮすることによって、監視センターに対して警告発呼します。接点信号のみを使用する場合は監視センターから最新の残液量データを読み取ることができません。L2 警告と L3 警告の２つの残液量警告を使用するには、端末
NCU の無電圧接点ポートも２つ必要になります。残液量警告発呼時のフォトカプラの動作は、下記のとおりです。

残液量警告
Ｌ２警告

Ｌ３警告

発呼条件

発呼時動作

残液量が低下し、残液量がＬ２値を通過したとき（比較 設定された比較出力時間の間、状態が残量レベルⅠ域から残量レベルⅡ域になった時） Ｌ２用フォトカプラが 6N になる
残液量が低下し、残液量がＬ３値を通過したとき（比較 設定された比較出力時間の間、状態が残量レベルⅡ域から残量レベルⅢ域になった時）

－

20 －

Ｌ３用フォトカプラが 6N になるHM-8086 Rev.5

残液量

残液量レベル

１００％

過充填域

過充填値
残量レベルⅠ値

残量レベルⅠ域
残量レベルⅡ値
残量レベルⅡ域
残量レベルⅢ値
残量レベルⅢ域
０％T
L2 フォトカプラ

ＯＮ(L2-C2 出力)

ＯＦＦT

L3 フォトカプラ

ＯＮ(L3-C3 出力)

ＯＦＦ※図中の記号 T は比較出力時間を表します

フォトカプラの動作（時間指定時）
残液量

残液量レベル

１００％

過充填域

過充填値
残量レベルⅠ値

残量レベルⅠ域
残量レベルⅡ値
残量レベルⅡ域
残量レベルⅢ値
残量レベルⅢ域
０％

L2 フォトカプラ

ＯＮ(L2-C2 出力)ＯＦＦ

L3 フォトカプラ

ＯＮ(L3-C3 出力)ＯＦＦ

フォトカプラの動作（連続動作時：時間指定オール 0）

－

21 －

HM-8086 Rev.5

第3章 設定情報の変更
1

設定機能

本製品は、不揮発性ＥＥＰ－ＲＯＭを有し、様々な設定情報を保存しています。主な設定項目を以下に示します。それぞれの項目の設定範囲、初期値、設定方法については、次頁以降を参照してください。

設定項目

説明

設定方法
通信

手動

No.1～No.16 までの１６種類の演算パターンを有しています。No.1～No.11 の演算パターンには予め係数が設定されています。バルク容器の仕様等に合わせて選択してください。
No.1～No.11 の中に使用するバルク容器の仕様がない場合には、No.15、 No.16（FREE 設定）を使用します。

×○

警告を発呼するときの残液量（T）及び発呼の有無を設定します。必ず、過充填値＞L1 値＞L2 値＞L3 値となるように設定してください。

○○

バルク容器容量

バルク容器容量をリットルで表した値を設定します。残液量をリットル値で表示する場合、この値を基準にリットル値を計算します。

○○

充填情報

充填情報を発呼するための条件を設定します。この発呼条件
は、特殊な内容となりますので、変更する場合は当社へお問い合わせください。

×○

ヒステリシス

ヒステリシスを設定します。内容については、『第 2 章 2-3
ヒステリシス』を参照して下さい。

×○

電文パターン

監視センターの仕様にあわせて、通信電文の設定を変更します。設定の内容については、当社へお問い合わせください。

×○

L2 出力／L3 出力設定

残液量警告の接点信号出力の無効／有効を設定します。また、残液量警告を接点信号で出力する場合、接点がＯＮになってからＯＦＦになるまでの時間を設定します。

×

○

○

○

演算パターン

残液量警告値
L1 値、L2 値、L3 値

発呼条件

接点入力ポートの設定

接点入力ポートの設定（発呼の有無、発呼条件、遅延もしくは再発呼の監視時間）を行います。
この機能を使用する時は、当社へご相談ください。

注）通信設定の可否は、監視センターによって対応が異なります。詳細は貴社の監視センターへお問い
合わせください。

－

22 －HM-8086 Rev.5

2

設定方法

2-1.

設定項目

設定項目として大きく分けて、ディップスイッチ、残液量警告値、パラメータ情報の３種類があります。
種類別に設定項目の詳細を下記に示します。

■ディップスイッチの設定項目
下記項目は、ディップスイッチを操作してリセットキーを押すことで設定を変更することができます。
スイッチ番号

設定

内容
ON

OFF

マニュアルモード

オートモード※

1

運転モード

2

電文

無効

有効※

3

事業体コード２※

Ｂ※印は初期値を表します。
注）事業体コードは、お客様の指示により出荷時に設定する場合がありますので、初期値と異なっていることがあります。

■残液量警告値の設定項目
下記項目は、通信で設定することができます。また、手動で設定する場合には、ディップスイッチをマニュアルモードにし、リセットキーを押すことで設定を変更することができます。
LCD
表示

内容

初期値

設定

設定方法
通信

手動

Ｌ１

残量レベルⅠ（L1）値

８０

過充填値>L1 値>L2 値の条件で設定可能

○

○

Ｌ２

残量レベルⅡ（L2）値

４０

L1 値>L2 値>L3 値の条件で設定可能

○

○

Ｌ３

残量レベルⅢ（L3）値

２０

L2 値>L3 値の条件で設定可能○○

注）通信設定の可否は、監視センターによって対応が異なります。詳細は貴社の監視センターへお問い
合わせください。

－

23 －HM-8086 Rev.5■パラメータ情報の設定項目
下記項目は、通信で設定できるものもあります。また、手動で設定する場合には、ディップスイッチをマニュアルモードにし、リセットキーを押すことで設定を変更することができます。
AD

内容

14

L2 警告（接点）15-16

L2 警告出力時間

24

L3 警告（接点）25-26

L3 警告出力時間

設定情報
0：無効 1：有効
0000：連続出力
0001（1 分）～2359（23 時間 59 分）
0：無効 1：有効
0000：連続出力
0001（1 分）～2359（23 時間 59 分）

演算パターン60

器番63（次ページを参照）
00：地上／01：地下

100～ 235 リットル

10：地上／11：地下

235～ 705 リットル

20：地上／21：地下

705～1175 リットル30：地上／31：地下

1175～2350 リットル40：地上／41：地下

2350～9000 リットル

初期値

設定方法
通信

手動

0

×

○

0000

×

○

0

×

○

0000

×

○

01

×

○

10

○

○

00500

○

○

1

×

○

00000：0 リットル～99999 リットル
◆バルク容器容量が 4 桁対応の監視センターの64-66

バルク容器容量注意事項
１、通信で最上位 1 桁の表示・設定ができません。
２、手動で最上位 1 桁（5 桁目）に値を設定すると残液量が誤りますので、値を設定しないでください。
1：バルク用，容量 5 桁，セキュリティデータ A

69

電文パターン

2：バルク用，容量 5 桁，セキュリティデータ B
3：ガスメータ用，容量 5 桁，セキュリティデータ B
4：ガスメータ用，容量 4 桁，セキュリティデータ B

注）手動で設定変更した場合は、オートモードにディップスイッチを切替え、リセットキーを必ず押してください。
注）通信設定の可否は、監視センターによって対応が異なります。詳細は貴社の監視センターへお問い
合わせください。
注）演算パターン、器番、バルク容器容量、電文パターンは、お客様の指示により出荷時に設定する場合がありますので、初期値と異なっていることがあります。
注）充填情報発呼条件、ヒステリシス、接点入力ポートの設定を変更する場合は、パラメータ情報を変更する必要がありますが、設定情報の詳細につきましては当社へお問い合わせください。
注）電文パターンの詳細につきましては当社へお問い合わせください。

注意

上記以外のパラメータ情報は、手動での設定を行わないでください。レベルコンバータの動作を保証できません。

－

24 －

HM-8086 Rev.5

演算パターン一覧表
演算パターン No.

液面計型式

（設定値）
01

FG-7/FG-6

液面計の
目盛種別
G1/G2/S2

02

G3

03

G4

04
05

FG-7

G5
G6

06

G7

07

G8

08

S4

09
10

FG-6

11

S5
S6
S7

12
13
14

＊

15

FREE 設定（竪型用）

16

FREE 設定（横型用）

上記表に該当する仕様がない場合でも、ご使用の液面計に合わ
せてオリジナルの演算パターンを作成することによって適用可能な場合があります。オリジナルの演算パターンを作成する
場合は、演算パターン No.１５、No.１６（FREE 設定）に設定します。ご希望の場合は当社までお問い合わせください。

40

50

60
70

30

80
85

20
10

90
5

G3

95

液面計の
目盛種別表示－25 －HM-8086 Rev.5

2-2.

設定手順
2.2.1

設定手順の概略フロー

開始

いいえ

手動による設定変更が必要？
はい②ディップスイッチ設定変更方法の
詳細は、『2.2.4 ディップスイッチの設定』を参照してください。

ディップスイッチの設定変更

いいえ①手動による設定変更がご不要の場合は、⑧へ進んでください。

③手動による残液量警告値の設定変更がご不要の場合は、⑤へ進んでください。

残液量警告値の変更が必要？
はい④比較値設定変更方法の詳細は、『2.2.5 残液量警告値の設定』を参照してください。

残液量警告値の設定変更

いいえ

パラメータ情報の変更が必要？

⑥パラメータ情報設定変更方法の
詳細は、『2.2.6 パラメータ情報の設定』を参照してください。

はいパラメータ情報の設定変更
ディップスイッチS7-1 ON⇒OFF（オートモードへ変更）⑦ディップスイッチをマニュアル
モードからオートモードへ変更し、リセットキーを押すことで設定変更した内容をレベルコンバータ
へ反映します。

リセットキー押下

いいえ

監視センターから設定変更？
はい
監視センターへ準備完了を連絡

監視センターから設定完了

終了－⑤手動によるパラメータ情報の設定変更がご不要の場合は、⑧へ進んでください。

26 －⑧監視センターから各種情報の設定がご不要の場合は、これで設定作業が終了となります。
⑨レベルコンバータの設置、接続、設定が完了したことを監視センターへ連絡し、監視センター
から各種設定を実施します。
監視センターから設定完了の連絡を受けたら設定作業が終了となります。
⑩設定作業が終了しましたら、
レベルコンバータの通信テストを実施してください。

HM-8086 Rev.5

2.2.2

動作モードの説明

動作モードには、オートモード、マニュアルモード、液位表示モード、比較値モード、パラメータモ
ードの５つのモードがあります。各モードの内容については下表をご参照ください。
動作モード

内容
通常の運転動作をします。（ディップスイッチで切替え）
オートモードでは以下のような動作をおこないます。

オートモード＊測定サンプリング時間ごとの測定・演算・比較出力動作。

＊

比較結果による NCU への電文発呼動作。

＊

NCU からの通信コマンドの受付及び応答動作。

＊

センサ異常、コンバータ異常の監視動作。

＊

充填情報、復電情報の監視動作。

手動で表示・設定・テスト動作が行えます。
（ディップスイッチで切替え）
尚、本モードを設定すると誤発呼を防止する為、オートモードの動作がマニュアルモード

停止します。マニュアルモードでは以下のような動作をおこないます。
＊

残液量警告値やパラメータ情報などレベルコンバータ内に保持している情報の表示・設定。

＊

テストキーの操作によるテスト発呼動作。

LCD に残液量を表示します。（モードキーで切替え）
液位表示モード

LCD への表示動作は、オートモード、マニュアルモードに関係なく同じになります。

比較値モードオートモード：残液量警告値を表示します。

マニュアルモード：残液量警告値の表示、設定が行えます。

パラメータ

オートモード：表示・設定共に行えません。

モード

マニュアルモード：パラメータ情報の表示、設定を行えます。

－

27 －

HM-8086 Rev.5

2.2.3

設定操作に使う部位の説明
LCD

モードキー

アップキー

セットキー
シフトキー
ディップスイッチ
テストキー
リセットキー

項

目

LCD

内

容

液位表示モード：残液量（％）を表示します。

比較値モード：Ｌ１値、Ｌ２値、Ｌ３値を表示します。

パラメータモード：パラメータ情報のアドレスや設定値を表示します。
ディップスイッチ

各種操作や通信の基本情報の設定を行う時に使います。

モードキー

＊

LCD 非表示の状態から本キーを１回押すと液位表示モード＊

LCD 非表示の状態から本キーを２回押すと比較値モード＊

LCD 非表示の状態から本キーを３回押すとパラメータモードへ切替えることができます（パラメータモードはディップスイッチがマニュ
アルモードの時のみ切替えができます）。
セットキー

比較値モード、パラメータモードの時に表示内容の切替えや、設定変更した値を確定するときに使用します。

アップキー

点滅している値を変更する時に使います。本キーを押す度に点滅している値をカウントアップします。設定したい値になるまで繰返し押してください。
本キーを押す度に点滅している桁のみを 0～9（10 進数：9 の次は 0）もしくは 0～F（16 進数：F の次は 0）でカウントアップします。

シフトキー

設定可能なアドレスや情報が２桁ある場合、本キーを押すことで、点滅する桁（設定する桁）を移動することができます。

テストキー

設置確認などで通信テストを行う時に本キーを使用できます。

リセットキー

レベルコンバータの初期化を行う場合に押すキーです。オートモードとマニュアルモードの切替えを行う場合は、必ずリセットキーを押してください。

－

28 －

HM-8086 Rev.5

2.2.4

ディップスイッチの設定

ディップスイッチは、以下の用途で設定を切替えます。
① レベルコンバータ内部の設定情報を変更する場合② テスト発呼を行う場合③ 電文による通信を使用せず、接点信号出力のみ使用する場合④ 事業体コードを変更する場合◆ディップスイッチ S7-1
6N ：マニュアルモード
比較値やパラメータ情報などレベルコンバータ内部で保持している情報の表示・設定する時に本モードを設定します。また、レベルコンバータのテストキーを使ってテスト発呼する時も本モードを設定します。
6FF：オートモード
発呼動作や監視センターからの問い合わせに応答など通常の運転動作を行う時は、本モードを設定します。
◆ディップスイッチ S7-2
6N ：電文無効
DT-SG の通信ポートを介した電文による発呼動作や監視センターからの問い合わせに応答する機能を使用せず、L2 警告や L3 警告の接点信号出力のみを使用する場合は、本設定を6N にして通信ポートを無効にします。
6FF：電文有効
DT-SG の通信ポートを介して電文による発呼動作や監視センターからの問い合わせに応答させる場合は、本設定を 6FF にして通信ポートを有効にします。
◆ディップスイッチ S7-3
6N ：事業体コード｢２｣ガスメータ用監視センターでご使用の場合は、本設定を 6N にします。
6FF：事業体コード｢Ｂ｣バルク用監視センターでご使用の場合は、本設定を 6FF にします。
注）どちらの事業体コードを選択するかは、貴社の監視センターにお問い合わせください。

S7

1

2

3

4

■

6N側
■ ■

6FF

■

S7

6N

6FF

1

マニュアルモード

オートモード

2

電文無効

電文有効

3

事業体コード「２」事業体コード「Ｂ」

4

機能なし（変更しないでください）※アンダーラインは初期値ですが、事業体コードは、お客様の指示により出荷時に設定する場合がありますので、初期値と異なっていることがあります。
※ディップスイッチの設定を変更した場合は電源の再投入、またはリセット操作を行ってください。

－

29 －

HM-8086 Rev.5

2.2.5

残液量警告値の設定

残液量警告値の変更は、マニュアルモードで行います。設定の大まかな流れは下記の通りです。
（１）

比較値モードへ移行（２）

残液量警告値の設定

設定変更例を下記に示しますので、実際に変更する数字に置換えて変更作業を実施してください
例：残液量：63T

変更前：

L1 値=80T、L2 値=40T、L3 値=20T

変更後：

L1 値=75T、L2 値=50T、L3 値=20T①モードキーを１回押してください。
LCDの表示が残液量（％）になります。
②モードキーを１回押してください。
『Co』を表示し、比較値モードになります。

比較値モードへ移行③セットキーを１回押してください。
『L1：80』と表示し、『8』が点滅します。この状態でL1値の設定変更が行えます。

：④アップキーを押して、『７』に合わせてください。

：：の部分は、点滅を表しています。

⑤シフトキーを押して、点滅している桁を移動してください。

：：⑥アップキーを押して、『５』に合わせてください。

：：
残液量警告値⑦セットキーを１回押してください。

：『L2：40』と表示し、『4』が点滅します。この状態でL2値の設定変更が行えます。

：⑧アップキーを押して、『５』に合わせてください。

：：⑨セットキーを１回押してください。

：『L3：20』と表示し、『2』が点滅します。この状態でL3値の設定変更が行えます。

：⑩セットキーを１回押してください。

：『Co』を表示し、比較値モードの先頭に戻ります。

⑪モードキーを１回押してください。
『Par』を表示し、パラメータモードになります。
⑫モードキーを１回押してください。
非表示になり、①の操作を行う
前の状態に戻ります。

－

30 －

の設定

HM-8086 Rev.5
設定が完了しましたら、前ページの①、②、③、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫の順番で操作を行い、期待した
設定値が反映されているか確認してください。下記条件を満たしていない場合、設定値が反映されないことがあります。設定値が反映されていなかった場合には、下記条件を満たすように設定値を変更するか、複数回に分けて設定動作を行ってください。
残液量警告値の設定条件
過充填値

＞

L1 値

＞

L2 値

＞

L3 値

<<設定が反映できない場合の例>>
初期値：過充填値=85T、L1 値=80T、L2 値=60T、L3 値=40T

変更値：過充填値=85T、L1 値=80T、L2 値=40T、L3 値=20T

前ページの手順どおりに設定した場合、操作完了後は、L1 値=80T、L2 値=60T、L3 値=20Tになります。これは、L2 値に 40Tを設定する時に L2 値＞L3 値の条件を満たさないため、L2 値の設定が反映されません。
この場合の対処としましては、変更後の L2 値を変更前の L3 値より大きくするか、再度 L2 値のみを 40Tに設定し直すことで期待する値を設定することができます。

2.2.6

パラメータ情報の設定

パラメータ情報の変更は、マニュアルモードで行います。設定の大まかな流れは、下記の通りです。
（１） パラメータモードに移行（２） パラメータアドレスを指定（３） パラメータ情報の設定
設定変更例を次頁に示しますので、実際に変更する数字に置換えて変更作業を実施してください。
例：L2 警告（接点）を有効にする場合
変更前：パラメータアドレス：14 設定値=0（無効）
変更後：パラメータアドレス：14 設定値=1（有効）注意パラメータ情報のアドレスや設定値を誤るとレベルコンバータの動作を保証することができません。パラメータ情報を変更する場合は、アドレスや設定値に誤りがないか今一度確認してから次のステップに進むようにしてください。

注意

レベルコンバータの動作を保証することができませんので、本書で開示しているパラメータ情報以外は、設定しないでください。本書で開示しているパラメータ情報以外を設定する必要がありましたら、当社へ問い合わせください。

－

31 －

HM-8086 Rev.5①モードキーを3回押してください。
LCDに『PAr』を表示し、パラメータ
モードになります。

パラメータ
モードへ移行②セットキーを１回押してください。
『Ad：00』と表示し、上位桁の『0』が点滅します。この状態でL2警告（接点）のアドレス１４を設定します。

：③アップキーを押して、『１』に合わせてください。

：：の部分は、点滅を表しています。

パラメータ④シフトキーを押して、点滅している桁を移動してください。

：

アドレス指定：⑤アップキーを押して、『４』に合わせてください。

：：⑥セットキーを１回押してください。

『0』と表示し、点滅します。
この状態でL2警告（接点）の設定
変更が行えます。

：⑦アップキーを押して、『１』に合わせてください。

パラメータ
情報の設定

『１』を設定してL2警告（接点）を有効にします。
⑧セットキーを１回押してください。
『Par』を表示し、パラメータモードの先頭に戻ります。
⑨モードキーを１回押してください。
非表示になり、①の操作を行う
前の状態に戻ります。

設定が完了しましたら、上記①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨の順番で操作を行い、期待した
設定値が反映されているか確認してください。

－

32 －

HM-8086 Rev.5

第4章 運用・保守
取り付け後の日常点検

1＊ 定期的にレベルコンバータのふたを開けて、レベルコンバータの残液量測定値が液面計の表示と同じになっているか確認してください。
＊ 電文信号を使用している場合は定期的に監視センターから残液量を確認し、通信状態のチェックを行ってください。
＊ 残液量が低下して警告が出る前に充填を行っている場合は、定期的に残液量警告発呼のテストを行ってください。
※電話回線網の不整合等で監視センターと通信できない場合もあります。通信ができない場合は、不整合箇所をお確かめの上、電話回線提供者あるいはシステム販売元へご連絡ください。
注）

LCD 表示中は充填情報の判定を行いませんので、充填期間中に LCD 表示を繰返すと充填情報の検出／発呼が行えないことがあります。充填中の残液量確認は液面計表示部で行ってください。

－

33 －

HM-8086 Rev.5

電池の交換

2

電池電圧低下の警告が上がった場合は、警告が上がってから１週間以内に電池を交換してください。
各種設定情報は、電池交換を行っても保持します。交換手順は以下の通りです。

必要な工具
プラスドライバー

交換手順①

本体の４ヶ所のネジをプラスドライバーで緩めて、フタを取り外します。

②

レベルコンバータの電池ソケットを外します。

③

電池固定ベルトのマジックテープを剥がし、電池を取り外します。
電源ソケット（オス）電源ソケット（メス）

電源固定ベルト④

新しい電池を電池固定ベルトできつく巻きつけ、マジックテープで固定します。

⑤

電池ソケットのメスをオスへ差し込みます。“カチッ”という感触があるまで、確実に差し込んで
ください。

⑥

リセットキーを押します。

⑦

数秒後に LCD が全表示（8.8:8.8.）されますので、全表示が消えるのを待ってモードキーを１回押してください。

⑧

残液量が表示されますので、液面計の指示値と同じ値になっているか確認します。

⑨

第 1 章 3.1.2のテスト発呼手順を参考に監視センターへ警告発呼します。このとき表示された残液量で警告が上がったか確認します。

⑩

以上の交換手順が終了し、異常がないことを確認できたら、本体の４ヶ所のネジを締めて、フタをしっかりと固定してください。

注）使用済みの電池の処分については各自治体の指示に従い処分してください。

－

34 －

HM-8086 Rev.5

第5章 製品仕様
警告発呼
警告値設定

自動発信

Ｌ１／Ｌ２／Ｌ３

Ｌ１値（80T）／Ｌ２値（40T）／Ｌ３値（20T）※数値は初期値を表す

警告発呼有無設定

初期値もしくは監視センターからの制御コード値による。

テスト発呼押しボタンキー操作による。

データメモリ

各設定値を不揮発性ＥＥＰＲＯＭに保持

サンプリング周期

約４分

チャタリング対策

デジタル処理によったフィルタリング

計測精度±５T of FS （＋２３℃±５℃、20～90TRH）

電
文

通信符号

５ｂｉｔ、共通型伝送装置の標準仕様書に準拠。

通信速度

２００ｂｐｓ、共通型伝送装置の標準仕様書に準拠。

通信方式

半２重調歩同期方式、共通型伝送装置の標準仕様書に準拠。

誤り符号検出反転２連送によるチェック、共通型伝送装置の標準仕様書に準拠。

出力インターフェース

フォトカプラ絶縁２線式伝送路、共通型伝送装置の標準仕様書に準拠。

通信電文

共通型伝送装置の標準仕様書に準拠。
DC24V、1mA（V6L=1.3V 以下）

オープンコレクタ出力

測定値≦Ｌ２設定値：Ｌ２用フォトカプラがＯＮ
測定値≦Ｌ３設定値：Ｌ３用フォトカプラがＯＮ

入力インターフェース

ポテンショメータ、３芯、ＦＳ１ｋΩ

雷サージ保護各入出力ともバリスタによる。

電専用リチウム電池パック（当社製品コード：BDC030-00-B）

源

使用温度範囲－１０～＋５５℃

使用湿度範囲相対湿度２０％～９０％ＲＨ（ただし結露無きこと）

ＢＯＸ構造

IP54 相当－35 －HM-8086 Rev.5

－

36 －

HM-8086 Rev.5

－

37 －

HM-8086 Rev.5

－

38 －

HM-8086 Rev.5

本製品についてのご質問、及び定期点検のご相談、ご依頼は下記の営業所までご連絡ください。

本社〒104-0061

東京都中央区銀座西 1-2(℡) 03-3535-5575(Fax) 03-3567-6834

甲府工場〒400-0206

山梨県南アルプス市六科 1588(℡) 055-285-0111(Fax) 055-285-7175

札幌営業所(℡) 011-786-1110(Fax) 011-786-1120

大阪営業所(℡) 06-6541-8711(Fax) 06-6541-8718

仙台営業所(℡) 022-295-4670(Fax) 022-295-4671

広島出張所(℡) 082-426-5002(Fax) 082-426-5003

東京営業所(℡) 03-3535-5571(Fax) 03-3567-6834

九州営業所(℡) 093-921-0981(Fax) 093-921-0984

名古屋営業所(℡) 052-951-3860(Fax) 052-951-3862－

39 －