Bluetooth Thermo-hygro data logger

iOS 対応成績書発行可能● Bluetooth内蔵の温度･湿度データロガー（iOS対応）● 専用アプリ Thermo Log で記録データをスマホなどにデータ送信

記録中でも記録動作を停止しないで現在までの記録データ送信● 1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを表示 (通信範囲内)● 記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信

標準価格 ￥15,800（税抜）AD-5327 TH● データ記録数

24000 データ

● データ記録数

24000 データ

記録間隔5分で83日間分記録可能

但し､記 録間隔を広げた場合､記 録可能 期間は電 池 寿命（最 長 約3か月）に依 存

AD-5327 T T

標準価格 ￥12,800（税抜）● データ記録数

24000 データ

● データ記録数

24000 データ

記録間隔5分で83日間分記録可能

防 水 防水性能 IP65
IP65相当

但し､記 録間隔を広げた場合､記 録可能 期間は電 池 寿命（最 長 約3か月）に依 存（外部温度センサ接続時）

外部温度センサープローブは付属していません。
用途に合わせて、別売品の外部温度センサープローブ
AX-KO6692またはAX-KO6693をお買い求めください。

AD-5327 T
防 水IP67相当

AX-KO6692（ステンレスシース形）
標準価格 ￥2,400（税抜）
JANコード 4981046 304191

防水性能 IP67

但し､記 録間隔を広げた場合､記 録可能 期間は電 池 寿命（最 長 約3か月）に依 存

外部温度センサープローブ
AX-KO6693（小型カン形）

標準価格 ￥1,900（税抜）
JANコード 4981046 304207➡

ケーブル長 約1.2m

金属シース感温部
Φ3.8×L100 mm

48000 データ

記録間隔2分で66日間分記録可能➡

︵オプション︶

別売品

外部温度センサープローブ● データ記録数

標準価格 ￥11,800（税抜）

ケーブル長 約2m

金属シース感温部
Φ3.8×L20 mm

専用アプリ Thermo Log（iOS対応）

https://www.aandd.co.jp/
products/electronic/
electronic-ict/electronic-ict_app/app_thermo-log/★成績書発行可能マーク：検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。標準価格￥10,000（税抜）／トレーサビリティ体系図の発行は別料金がかかります。標準価格￥12,000（税抜）Bluetooth Thermo-hygro data logger■ 理化学・分析分野■物流倉庫、製造品倉庫

・水質検査・飲料水の検査のための水検体の温度管理
・細菌検査、菌培養温度の管理
・インキュベータ内の温度管理
・クリーンルーム、分析室、検査室の温湿度管理

・物流貨物の温湿度管理
・製造メーカの製品倉庫の温湿度管理■美術館、博物館・展示品、展示ケース内、収蔵庫の温湿度管理
・展示品輸送中の温湿度管理■ 医療検体、医薬品

・血液や臓器・組織検体など、医療検体の輸送中の温度管理
・医療用薬品の輸送中のコンテナ内の温度管理■住環境、電気設備

・住宅の温湿度管理、床下･天井の温湿度や断熱効果の確認
・電気設備（配電・分電盤、電源装置、交換機）の温湿度管理
・サーバールームの温湿度管理■ 食品衛生、HACCP

・野菜、食肉などの食材や調理食品の輸送中の温度管理
・厨房の温湿度や冷凍庫、冷蔵庫内の温度管理
・店舗のショーケース内の温湿度管理■スマートフォン表示例■ 農業・園芸、畜産分野●1台のスマホで何台ものデータロガーを接続可能● 機器IDを設定して識別可能● 遅延スタートが可能● 4種類の停止モード
下記の仕様表を参照

・ビニールハウス内の温湿度管理
・種苗や農作物の保管における温湿度管理
・きのこ、舞茸の栽培や胡蝶蘭の栽培における温湿度管理
・枝肉の熟成における温湿度管理■ 建設・工事分野 コンクリートの養生期間の温度管理と記録
仕様

AD-5327TH

表示 / 測定項目

AD-5327TT

AD-5327T

温度2チャンネル T1（内蔵温度センサ）
T2（外部温度センサ）（※※ T2外部温度センサープローブは付属していません。別売品です）

温度 T1（内蔵温度センサ）
湿度 RH（内蔵湿度センサ）

T1（内蔵温度センサ）

測定範囲
T1 －30.0～70.0℃
T1､T2 －30.0～70.0℃
T1 －30.0～70.0℃
表示範囲/分解能
T1 －30.0～70.0℃/0.1℃
T1､T2 －30.0～70.0℃/0.1℃
T1 －30.0～70.0℃/0.1℃
±0.5℃
測定精度
測定範囲
湿度
10.0～90.0%RH－－－－－※
表示範囲/分解能
0.1～99.9%RH / 0.1%RH
－－－－－
測定精度
±3%RH（10.0～79.9%RH）､±5%RH（80.0～90.0%RH）25℃時－－－－－
本体測定間隔5秒間隔
データログ データ記録数
24000ポイント（温度T1：24000ポイント､湿度RH%：24000ポイント）
24000ポイント（T1、T2ともに各24000ポイント）
48000ポイント（T1）
機能
記録間隔
10秒～2時間、10秒単位で設定可能記録停止モード①メモリー満杯または記録 停止操作 ②メモリー満杯または設定した記録 停止時/分 ③記録 停止操作をするまでループ ④設定した記録 停止時/分までループ
機器ID
最大7桁の半角英数字を入力して設定可能
温度※

データ出力形式
最高値/最低値メモリ
アラーム
アラーム種類機能
設定範囲

アラーム動作
防水性能
対応OS
Bluetoothバージョン
通信距離センサ
電源/電池寿命
本体動作温湿度範囲
本体外形寸法/質量CSV 形式 /PDF形式から選択
データ記録中のみメモリ

単発アラーム / 積算アラーム / アラームなし から選択

上限値（最高）/下限値（最低）アラーム
温度 －30.0～70.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定可能
湿度 0.0～90.0%RHの範囲で0.1%RH刻みで設定可能

赤色LEDが5秒に1回点灯 （ブザー音はありません）－－－－－

IP65 （T2外部温度センサ接続時）

IP67

iOS 11.0以上のiPhone、iPad、iPod Touch
Bluetooth 4.0

見通し距離で最大10m、障害物がある場合や周囲環境（温度や電磁環境など）により短くなります

温度センサ ： サーミスタ、湿度センサ ： 高分子抵抗

温度センサT1、T2 ： サーミスタ

CR2リチウム電池1個 /約3か月（周囲温度25℃､記録間隔1分､アラーム動作なしの場合）

温度センサT1 ： サーミスタ

温度 －30～70℃､湿度90%RH以下（ただし結露しないこと）

80（W）×50（H）×23（D）mm 突起部含まず / 約67g（電池含む）

付属品

CR2リチウム電池1個（モニタ用）、取扱説明書

別売品

－－－－－

JAN コード

上限値（最高）/下限値（最低）アラーム
温度 －30.0～70.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定可能

4981046 164627

CR2リチウム電池1個（モニタ用）、取扱説明書（※※ 外部温度センサープローブは付属していません。別売品です）

CR2リチウム電池1個（モニタ用）
取扱説明書

外部温度センサープローブ（ステンレスシース形） AX-KO6692
外部温度センサープローブ（小型カン形）
AX-KO6693－－－－－4981046 164610

4981046 164603

表示範囲： 表示範囲は測定範囲外も表示しますが、動作や測定精度は保証されません。
ご注意：温度2チャンネルデータロガーのAD-5327TTには、外部温度センサープローブは付属していません。用途に合わせて、別売品の外部温度センサープローブ AX-KO6692（ステンレスシース形）、または AX-KO6693（小型カン形）をお買い求めください。

※※※■札 幌 出 張 所■仙 台 営 業 所■宇 都 宮 営 業 所■東 京 北 営 業 所■東 京 南 営 業 所■静 岡 営 業 所■名 古 屋 営 業 所■大 阪 営 業 所■広 島 営 業 所■福 岡 営 業 所

TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.��-����-����(代)TEL.���-���-����(代)TEL.���-���-����(代)FAX.���-���-����
FAX.���-���-����
FAX.���-���-����
FAX.���-���-����
FAX.���-���-����
FAX.���-���-����
FAX.���-���-����
FAX.��-����-����
FAX.���-���-����
FAX.���-���-����

https://www.aandd.co.jp/※本カタログは事業者向けです。