FA-3000 シリーズ
フローモニタIM-F843-J06

取扱説明書

7版
4版

2020 03 E2010 05 J

このたびは弊社製品をご採用いただき誠に有り難うございます。
本書はFA-3000 シリーズ フローモニタの設置、運転、保守などについて記述したものです。
設置時、運転時に必ずご一読くださいますようお願いします。

＜目次＞

FA-3000 シリーズ
フローモニタ目次

はじめにお読みください■ 本書で使用しているマークについて ........................................................................................................... Ⅰ■ 一般的な注意事項 ........................................................................................................................................ Ⅰ■ 電気的接続について .................................................................................................................................... Ⅱ■ 材質について ............................................................................................................................................... Ⅱ■ 製品の一部にガラス、樹脂を使用している製品について .......................................................................... Ⅱ■ ガラス管・樹脂管面積流量計の使用について ............................................................................................ Ⅲ■ 防爆仕様で納入された製品について ........................................................................................................... Ⅲ■ 保守、点検について .................................................................................................................................... Ⅲ

1. 製品概要

1

6. 運転

3

2. 外形寸法と材質構成

17. 保守点検

4

3. 受け入れ1

8. 警報接点

54. 保管2

8.1 警報動作（下表参照）

52

8.2 リードスイッチ定格

55.1 設置場所の選定

28.3 警報点の変更

7

5.2 設置場所における注意事項

2

5.3 配管への取り付け

25.4 配管（設置）手順2

5.5 パネル取り付けの場合

3

5.6 配線（図 3 参照）

35. 設置㸺ࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸㸼Ϩࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸
ࡇࡢࡓࡧࡣᘢ♫〇ရࢆࡈ᥇⏝࠸ࡓࡔࡁࠊㄔ࡟࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢྲྀᢅㄝ᫂᭩࡟ࡣᮏ〇ရࡢタ⨨᪉ἲࠊྲྀᢅ࠸ୖࡢὀព஦㡯➼ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡈ౑⏝๓࡟ᚲࡎࡈ୍ㄞࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬ᮏ᭩࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࣐࣮ࢡ࡟ࡘ࠸࡚ᮏ᭩ࡣࠊᘢ♫〇ရࡢࡈ౑⏝࡟㝿ࡋ࠾ᐈᵝ࡟ࡈὀព࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡇࡢグ㍕ෆᐜࡣᘢ♫඲〇ရ࡟ඹ㏻ࡍࡿ஦㡯࡜࡞ࡾࡲࡍࠋḟࡢ⾲♧ࡢ༊ศࡣࠊ⾲♧ෆᐜࢆᏲࡽࡎࠊㄗࡗࡓ౑⏝ࢆࡋࡓሙྜ࡟⏕ࡌࡿ༴ᐖࡸᦆᐖࡢ⛬ᗘࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㻌ࡇࡢ⾲♧ࡣࠊྲྀࡾᢅ࠸ࢆㄗࡗࡓሙྜࠊࠕṚஸࡲࡓࡣ㔜യࢆ㈇࠺ྍ⬟ᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠖෆᐜ࡛ࡍࠋࡇࡢ⾲♧ࡣࠊྲྀࡾᢅ࠸ࢆㄗࡗࡓሙྜࠊࠕ㍍യࢆ㈇࠺ྍ⬟ᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿሙྜࠊ࠾ࡼࡧࠊ≀ⓗᦆᐖࡢⓎ⏕ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠖෆᐜ࡛ࡍࠋᘢ♫〇ရࢆᏳ඲࠿ࡘṇࡋࡃࡈ౑⏝࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࡢෆᐜ࡛ࡍࠋ‫⯡୍ ڦ‬ⓗ࡞ὀព஦㡯‫ە‬ᘢ♫〇ရࡣᕤᴗィჾ࡜ࡋ࡚ࡢ⏝㏵࡟ࡢࡳ౑⏝ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ⏝㏵࡟ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡣᕤᴗィჾ࡜ࡋ࡚᭱ၿࡢရ㉁⟶⌮ࡢࡶ࡜࡟〇㐀ࠊㄪᩚࠊ᳨ᰝࢆ⾜࠸⣡ධ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡳࡔࡾ࡟ᨵ㐀ࡸኚ᭦ࢆ⾜࠺࡜ᮏ᮶ࡢᛶ⬟ࢆⓎ᥹࡛ࡁ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊ୙ලྜࡸ஦ᨾࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ᨵ㐀ࡸኚ᭦ࡣ⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋᨵ㐀ࡸኚ᭦ࡢᚲせࡀ࠶ࡿሙྜࡣᘢ♫Ⴀᴗࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬௙ᵝ᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡓ௙ᵝ⠊ᅖෆ࡛ࡢࡈ౑⏝ࢆཝᏲࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓ᮲௳࡛ࡢࡈ౑⏝ࡣᨾ㞀ࠊ◚ᦆࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬タ⨨సᴗࡢ㝿ࡣᚲࡎᏳ඲㠐ࠊᡭ⿄ࠊಖㆤ࣓࢞ࢿ࡞࡝ࡢ㜵ㆤᡭẁࢆㅮࡌ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㔜㔞ࡢ኱ࡁ࡞〇ရࡢタ⨨᫬࡟ࠊⴠୗ࡟ࡼࡿேయ࣭ჾ≀࡞࡝࡬ࡢᦆയࡲࡓࡣ㐣኱࡞⾪ᧁࠊ◚ᦆ࡞࡝ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ྞୗ᪉ἲࢆྵࡵࡓᏳ඲ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋᘢ♫〇ရタ⨨᫬࡟ࡣࣉࣛࣥࢺ࠶ࡿ࠸ࡣ⿦⨨ࡢ೵Ṇ࡞࡝ࡢᏳ඲ࢆ඘ศ☜ㄆࡋ࡚ࠊ〇ရタ⨨⟠ᡤ࡛ࡣ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺ➼ࡢฎ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚タ⨨సᴗࢆ⾜࡞ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㐠ᦙࡢ㝿࡟ࡣᘢ♫ฟⲴ᫬ࡢᲕໟ≧ែ࡛⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㐠ᦙసᴗ᫬ࡣ〇ရࡢⴠୗ࡟ࡼࡿேయ࣭ჾ≀࡞࡝࡬ࡢᦆയࡲࡓࡣ㐣኱࡞⾪ᧁ࡟ࡼࡿ◚ᦆ࡞࡝ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺Ᏻ඲ᥐ⨨ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㛤Ვᚋࠊ〇ရࡢ୰࡟ࡣࠊỈࠊᇕࠊ◁࡞࡝ࢆධࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ࡢ࡬ࢫࢭࣟࣉە‬タ⨨࣭᥋⥆࡟ᚲせ࡞⥾⤖㒊ရࡢ࣎ࣝࢺࠊࢼࢵࢺࠊ࢞ࢫࢣࢵࢺ㸦ࣃࢵ࢟ࣥ㸧ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚࠾ᐈᵝࡀࡈ⏝ពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡑࡢሙྜࠊᅽຊࠊ ᗘ࠾ࡼࡧ⪏㣗ᛶ࡞࡝ࡢ௙ᵝࢆࡈ☜ㄆࡢ࠺࠼㑅ᐃ࣭ࡈ౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ࡢ࡬ࢫࢭࣟࣉە‬タ⨨࣭᥋⥆࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ᥋⥆㓄⟶࡜ࡢ೫ⰺࠊࣇࣛࣥࢪࡢಽࢀࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟タ⨨ࡋࠊ᥋⥆⥅ᡭࡢつ᱁࣭ᑍἲྜࢃࡏࢆṇࡋࡃ⾜࡞࠸᥋⥆ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋṇࡋࡃ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜࠊ〇ရࡢᨾ㞀ࠊㄗືసࠊ◚ᦆ࡞࡝ࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ㸺ࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸㸼ϩ‫ە‬ಖ⟶ࡢ㝿࡟ࡣᘢ♫ฟⲴ᫬ࡢᲕໟ≧ែ࡛ಖ⟶ࡃࡔࡉ࠸ࠋಖ⟶ࡢ⎔ቃ࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣᮏ᭩ࢆཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬タ⨨ᚋࠊ〇ရࢆࠕ㊊ሙࠖ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࡾࠊⲴ㔜ࢆ᥃ࡅࡓሙྜࡣᨾ㞀ࠊ◚ᦆࡢཎᅉ࡜࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐ࡟⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬〇ရ࡟㈞௜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣛ࣋ࣝ࡟⾲♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿὀព஦㡯ࡣࠊᚲࡎᏲࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᘢ♫〇ရࡣ᭱ၿࡢရ㉁⟶⌮ࡢࡶ࡜࡟〇㐀ࠊㄪᩚࠊ᳨ᰝࢆ⾜࠸⣡ධ࠸ࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊྛ✀ࡢせᅉ࡛୙ ࡢᨾ㞀ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ㐠㌿࣭Ᏻ඲ୖࡢ㔜኱࡞ၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢭࢫ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ᘢ♫〇ရࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊ୓୍࡟ഛ࠼࡚ᘢ♫〇ရ࡟ຍ࠼࡚ྠᵝ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍᶵჾࢆేタࠊ஧㔜໬ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊࡼࡾ୍ᒙࡢᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࢆ᥎ዡ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ‫ ڦ‬㟁Ẽⓗ᥋⥆࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬㟁Ẽ㓄⥺㸦⤖⥺㸧࡟㝿ࡋ࡚ࡣ௙ᵝ᭩ࠊᮏ᭩࡞࡝࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ☜ㄆࡢ࠺࠼ࠊṇࡋࡃ㓄⥺㸦⤖⥺㸧ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋㄗ㓄⥺㸦⤖⥺㸧ࡣᶵჾࡢᨾ㞀ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ஦ᨾࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㓄⥺㸦⤖⥺㸧సᴗࡢ㝿ࡣ㟁※ࡀ㐽᩿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋឤ㟁࡟ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬㟁※ࢆ᥋⥆ࡍࡿ〇ရࡢሙྜࡣࠊ௙ᵝ᭩ࠊᮏ᭩ࢆཧ↷ࡋ࡚㟁ᅽ࠾ࡼࡧᾘ㈝㟁ຊࢆ☜ㄆࡋ࡚㐺ྜࡍࡿ㟁※ࢆ᥋⥆ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㐺ྜࡍࡿ㟁※௨እࡢ㟁ᅽࡢ㟁※࡟᥋⥆ࡋࡓሙྜࠊᶵჾࡢ◚ᦆࡸసືࡢ୙ලྜࠊ஦ᨾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ‫ە‬㏻㟁୰ࡣࠊឤ㟁஦ᨾ㜵Ṇࡢࡓࡵෆ㒊ࡢᶵჾ࡟ࡣ⤯ᑐ࡟ゐࢀ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬タ⨨ᕤ஦࠿ࡽ㟁Ẽ㓄⥺సᴗ᏶஢࡟࠸ࡓࡿ㛫ࠊ㞵Ỉ࡞࡝ࡀ〇ရෆ࡟ධࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㓄⥺᏶஢ᚋࡣ㐜⁫࡞ࡃṇࡋࡃ㜵Ỉᥐ⨨ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬ᮦ㉁࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬〇ရࡢᮦ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௙ᵝ᭩࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᘢ♫࡛ࡣ࠾ᐈᵝࡼࡾࡈᣦ♧࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡈ௙ᵝࠊࡈᣦᐃࡲࡓࡣ࠾ᡴྜࡏ࡟ࡼࡾ᭱㐺࡞ᮦ㉁㑅ᐃ࡟ດࡵ࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࠾ࡅࡿࡈ౑⏝᮲௳࣭㐠㌿᮲௳࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ▱ぢ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ᭱⤊ⓗ࡞⪏㣗ᛶࠊ㐺ྜᛶࡢࡈ☜ㄆࡣ࠾ᐈᵝࡢ㈐௵࡛࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ‫ ڦ‬〇ရࡢ୍㒊࡟࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬ὶ㔞ィࡢ᥋ᾮ㒊ࡲࡓࡣ ᐃ㒊ࠊ⾲♧㒊ࡢᮦ㉁࡟࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရࡢሙྜࠊ㐣ᗘࡢຍᅽࠊ ᗘ⾪ᧁࠊᛴ⃭࡞ὶయࡢὶධࡢ⾪ᧁᅽ࡞࡝࡟ࡼࡾὶ㔞ィࡢ࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࡀ◚ᦆࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୓ࡀ୍◚ᦆࡋࡓሙྜࠊ࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡࡞࡝ࡢ◚∦ࡀ㣕ᩓࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚஧ḟ⅏ᐖ࠾ࡼࡧసᴗ⪅࡟༴㝤ࡀཬࡪᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ◚ᦆࡢཎᅉ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞㐠㌿᮲௳࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊ㣕ᩓ㜵Ṇࡢᥐ⨨ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ㸺ࡣࡌࡵ࡟࠾ㄞࡳࡃࡔࡉ࠸㸼Ϫ‫࣭⟶ࢫࣛ࢞ ڦ‬ᶞ⬡⟶㠃✚ὶ㔞ィࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚࢞ࣛࢫ⟶࣭ᶞ⬡⟶㠃✚ὶ㔞ィࡣ௨ୗࡢ஦㡯࡟㓄៖ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬௨ୗࡢὶయ᮲௳࠾ࡼࡧ౑⏝⎔ቃ࡛ࡣࠊ࢞ࣛࢫ⟶࣭ᶞ⬡⟶㠃✚ὶ㔞ィࡣ୙㐺࡛ࡍࡢ࡛౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࣭⾪ᧁᅽຊࡀ࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⾪ᧁᅽຊࡀண᝿ࡉࢀࡿὶయࣛ࢖࣭ࣥ୓ࡀ୍࢞ࣛࢫ⟶/ᶞ⬡⟶ࡀ◚ᦆࡋࡓሙྜࠊ஧ḟⓗ࡞⅏ᐖࡀண᝿ࡉࢀࡿࣛ࢖ࣥ㸫ẘᛶ㸦่⃭ᛶࠊ㯞㓉ᛶ࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࡢ࠶ࡿὶయ㸫ᘬⅆᛶࡢ࠶ࡿὶయ㸫⇿Ⓨᛶࡢ࠶ࡿὶయ࣭࢞ࣛࢫࡀ◚ᦆࡋࡓ᫬࡟࢞ࣛࢫ∦ࡀ㣕ᩓࡋࠊே㌟஦ᨾ࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࣭タ⨨ሙᡤࡀࠊእ㒊࠿ࡽࡢ㣕ᩓࡋ࡚ࡁࡓ␗≀࡞࡝࡛࢞ࣛࢫࡢ◚ᦆࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࣭㐠㌿ࡀ ON䠋OFF 㐠㌿࡛ࠊࣇ࣮ࣟࢺࡀᛴୖ᪼ࡋࠊࡑࡢ⾪ᧁ࡛࢞ࣛࢫࡀ◚ᦆࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࣭ὶ㔞ィ࡟ ᗘ⾪ᧁ㸦ᛴ෭㸭ᛴ㦐㸧ࡀຍࢃࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ ᗘ⾪ᧁࡀண᝿ࡉࢀࡿࣛ࢖ࣥ‫ە‬㐠ᦙࠊಖ⟶࠾ࡼࡧ㐠㌿࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᶵᲔⓗ⾪ᧁࢆ࢞ࣛࢫ㒊ࠊᶞ⬡㒊࡟୚࠼࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬᥋ᾮ㒊ࡲࡓࡣ ᐃ㒊࡟࢞ࣛࢫ࠾ࡼࡧᶞ⬡ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ〇ရ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐠㌿೵Ṇ࡟క࠸ὶࢀࡀ೵Ṇࡋࡓሙྜࠊ ᐃᾮయࡀ ᐃ⟶ෆ࡟ṧ␃ࡋ࡚࿘ᅖ ᗘࡀịⅬୗ࡟࡞ࡿ࡜㸦୍⯡ⓗ࡟ࡣ෤ᮇ࡟㐠㌿೵Ṇࡋ࡚ᾮᢤࡁࢆࡋ࡞࠸࡞࡝㸧ᾮయࡀ෾⤖ࡋ࡚࢞ࣛࢫࠊᶞ⬡ࢆ◚ᦆࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ㐠㌿೵Ṇ୰࡟ᐃᾮయࡀ෾⤖ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᾮయࢆ᏶඲࡟ᢤࡁྲྀࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᶞ⬡ࡣ୍⯡ⓗ࡟㔠ᒓ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ᶵᲔᙉᗘࡀపࡃࠊྲྀᢅ࠸࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛ࡍࠋタ⨨࡟㝿ࡋ࡚ࡣ᥋⥆㓄⟶࣭⥅ᡭࡢᑍἲ㐪࠸ࠊ೫ⰺࠊ㐣኱࡞⥾⤖ࢺࣝࢡ࡛ࡡࡌ㎸ࡴࡇ࡜࡞࡝࡟ࡼࡿᶵᲔⓗᛂຊࡀຍࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ
‫ࣜ࢝ࣝ࢔ࡣࢫࣛ࢞ە‬⣔⁐๣࡛౵㣗ࡉࢀࡲࡍࠋ࢔ࣝ࢝ࣜ⣔⁐๣ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᶞ⬡ࡣ⁐๣⣔ࡢᾮయ࡛◚ᦆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ௙ᵝ᭩ࠊᮏ᭩࡞࡝࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿὶయ௨እ࡟ࡣ
౑⏝ࡋ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬ᶞ⬡ࡣ౑⏝⎔ቃ࡟ࡼࡾຎ໬ࡀ᪩ࡲࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋタ⨨࡞ࡽࡧ࡟㐠㌿࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᶞ⬡ࡢ⪏㣗ᛶࠊ⣸እ⥺⪏ᛶ࡞࡝ࡢ⪏⎔ቃᛶ࡟⪃៖ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬㜵⇿௙ᵝ࡛⣡ධࡉࢀࡓ〇ရ࡟ࡘ࠸࡚
‫ە‬ヱᙜࡍࡿἲつ࣭つ๎࣭ᣦ㔪࡟㐺ྜࡋࡓ㓄⥺ࠊ᥋ᆅᕤ஦ࢆ☜ᐇ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᵓ㐀ࡢᨵ㐀ࠊ㟁Ẽᅇ㊰ࡢኚ᭦࡞࡝ࡣἲ௧㐪཯࠾ࡼࡧつ๎࣭ᣦ㔪࡟㐺ྜࡋ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ⤯ᑐ࡟⾜ࢃ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ಖᏲ࣭Ⅼ᳨࡟ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣἲ௧࣭つ๎࣭ᣦ㔪࡟ᚑ࠸ࠊసᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬〇ရࡢ㜵⇿➼⣭ࡣࠊ௙ᵝ᭩ࠊ〇ရࡢ㖭ᯈ࡟グ㍕ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋタ⨨ሙᡤࡣ㜵⇿㛵㐃ἲつ࣭つ๎࣭ᣦ㔪࡟ᚑ࠸ࠊ࠾ᐈᵝ࡟࡚ᑐ㇟࢞ࢫ࡟ᛂࡌ࡚㑅ᐃࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬ಖᏲࠊⅬ᳨࡟ࡘ࠸࡚‫ە‬〇ရࢆಖᏲࠊⅬ᳨࡞࡝࡛ࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽྲྀእࡍ㝿ࡣࠊ ᐃᑐ㇟ࡢ༴㝤ᛶ࣭ẘᛶ࡟␃ពࡋ࡚㛵㐃ࡍࡿ㓄⟶࣭ᶵჾ㢮࠿ࡽࡢ₃ࢀ࠾ࡼࡧṧ␃࡞࡝࡟ࡼࡾேయ࣭ᶵჾ㢮࡬ࡢᦆയࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏳ඲ࢆ☜ㄆࡋ࡚సᴗࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ە‬〇ရࡢಖᏲࠊⅬ᳨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ౑⏝᮲௳࡞࡝࡟ࡼࡾࡑࡢ࿘ᮇࠊෆᐜࡀ␗࡞ࡾࡲࡍࠋᮏ᭩ࢆཧ↷ࡍࡿ࠿ࠊ࠾ᐈᵝࡀᐇ㝿ࡢ㐠㌿≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡈุ᩿ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

11. 製品概要
FA-3000 は接点付き流量計です。水相当の腐食性のない液体の流量を表示し、設定点で警報を出力します。
形式による構造、機能などは形式コードの通りです。

FA-流量目盛

接続口径

形式コード
3 ☐ ☐
12345612345678

警報動作

☐—

☐—

仕様詳細情報コード☐ ☐ ☐ —
☐

12340

流れ方向

接液部材質

パッキン材質リードスイッチ

—
—
—
—

1678—
—

46012301

警報動作設定点——

詳細内容

0.3 〜 3L/min
0.5 〜 5L/min
1 〜 10L/min
2 〜 20L/min
3 〜 30L/min
5 〜 50
L/min
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
NPT3/8
NPT1/2
NPT3/4
NPT1
上限警報CLOSE
上限警報OPEN
下限警報CLOSE
下限警報OPEN
警報なし
下→上左→右右→左上→下SUS304（標準）
SUS316
NBR
（標準）
フッ素ゴム
EPDM
CR
標準品
UL 規格対応品
0 指示なし※数値 指定目盛に設定※警報動作設定点のご指示がない場合、下限警報は20％（F.S.）、上限警報は80％（F.S.）に設定調整致します。

2. 外形寸法と材質構成

3. 受け入れ本器の外形寸法、材質構成、接続規格などは当該製品の納入仕様書を参照して確認してください。設置配管は寸法を正しく合わせ、傾きや芯ずれのないよう注意してください。

ご注文の製品がお手元に届きましたら、ただちに下記の点についてお調べください。
もし不具合がありましたら、ご注文先にご照合ください。

FA-3000 は一般に水相当の腐食性のない流体に使用します。腐食性のある液体に使用する場合、耐食性はお客様にてご判断願います。

● 製品形式がご注文通りのものか● 輸送中の事故などで破損していないか● 付属品は付属されているか● その他、ご発注時またはご契約時に承認仕様となった、受入検査項目通りのものか

IM-F843-J06

2
5.3 配管への取り付け

4. 保管
製品を保管する場合は、次の条件にあった場所を選定してください。
● 雨や水のかからない場所● 温度変化の少ない清潔で乾燥した風通しのよい場所● 振動の少ない場所● 腐食性ガスのない場所

5. 設置
5.1 設置場所の選定(1) 指示の見やすい位置を選定してください。
(2) 配管振動が直接フローモニタに加わらない様に考慮してください。

(1) 流体中に気泡が混入しないような場所を選定してください。
(2) 配管内をフラッシングして、配管内の異物を除去後にフローモニタを取り付けてください。
(3) 流体中に鉄粉が混入している場合は、フローモニタ上流側にマグネットストレーナーを設けて、鉄粉を除去してください。
(4) フローモニタの取り付け方向は製品に示されている流れ方向に合わせてください。
(5) フローモニタを配管に接続する時、締め付けトルクが直接ハウジングに加わらないように、接手部をスパナなどで固定して締め込んでください。
(6) ねじ込み部分に使用するシールテープが、配管に流れ込まないように注意してください。シールテープ
は 1.2mm はなれたところに巻きますと、配管への流れ込みが防げます。(図 1 参照 )5.2 設置場所における注意事項● 設置場所が外的応力を受けやすい場合には、製品に何らかの保護手段を講じてください。
● 製品前後の配管長が長い、配管の屈曲が多いなど配管応力の発生しやすい場所への設置に際しては配管を固定し、製品に配管振動、伸縮等の力が加わらないようにしてください。

図1 固定、シールテープ

5.4 配管（設置）
手順● 面間寸法が合っているかどうかを確認してから配管してください。本製品の面間寸法は150mm(Rc1 お
よびNPT1のみ 160mm) の RcまたはNPTメスねじ接続です。テーパねじのねじ込み寸法 (JIS B 0203
参照) を考慮して配管してください。
● 配管の倒れ、偏芯等がある場合には製品を配管する前に必ず修正してください。修正せずに配管すると配管応力が製品に加わり故障、破損の原因となります。
● 配管内にフランジ接続部がある場合にはフランジの倒れや偏芯による影響がない事を確認してから配管してください。ボルト穴のズレは製品にねじれ応力を与えることになり故障や破損の原因となります。

(1) 継手にねじ込むオスねじ部にシールテープを巻きつける。
(2.3 巻 )(2) 継手六角部(対辺32) をスパナ等の工具で固定しオスねじ側を回して組付ける。
(3) ねじ込寸法は下記表の基準ねじ込寸法を目安にしてください。テーパねじのためねじ込過ぎに十分ご注意ください。
接続口径
Rc 3/8Rc 1/2Rc 3/4
Rc 1

基本ねじ込み寸法
6.4mm
8.2mm
9.5mm
10.4mm

回転数
4 3/4 回転
4 1/2 回転
5 1/4 回転
4 1/2 回転（JIS B 0203より）倒れ(4) 上記作業を製品の IN、OUT両側において実施する。
偏心IM-F843-J06

35.5 パネル取り付けの場合パネルに固定してから配管作業を実施してください。パネルへの取り付けは製品背面の M4ねじ2ヶ所で固定してください。

6. 運転(1) 流れ方向がフローモニタに示されている方向に合っているか確認してください。
(2) 流量の見方( 図4 参照 )流量は目盛とフロート位置により読み取ります。

(1) フローモニタをパネルに取り付ける時のパネルカットを図2 に示します。
(2) 配管応力が直接パネルにかからないように、配管を固定してください。
(3) フローモニタの取り付けは M4のねじを使用してください。このねじはお客様の所掌となります。ご準備ください。

図4 流量の見方●運転の始めに配管内に空気層がある状態で電磁弁などでラインを開きますと急激な流れが生じ破損の要因となりますので、運転当初は徐々にバルブを開けてください。

図 2 パネルカット●本品はスプリングによりフロートを押さえる構造となっているため、ある程度の衝撃圧に対し強度は有しておりますが、最大流量以上での長期ご使用や繰り返し衝撃圧 ( 激しい脈流 ) 等はさけてください。

警報なしタイプは、2−φ4.5のみとなります。
(4) パネルへ取り付け後、同様に配管します。

5.6 配線（図 3参照）
本体裏面の警報用リードスイッチからリード線が引き出されています。これに必要な結線をします。適切な方法で防水性に注意してください。

図 3 リード線の結線

IM-F843-J06

4
7. 保守点検
1. フローモニタを配管から外して、内部を軽く水洗いしてください。
2. ⑩背面カバーの⑬小ねじを緩めてカバーを外します。
⑪、⑫のスイッチ部も一緒に取れます。
3. ⑭目盛表示板の左右を押えて、前面側に取り除きます。
4. ①本体の継手をねじ込んでいる側に２箇所 M3 の六角穴付き止めねじがありますので、これを緩めます。
5. ②継手を緩め取り外します。
6. 内部の⑤フロート、⑥スプリング、⑧フロート軸、⑨フロート受を外します。
7. ④テーパ管、③ Oリングを外します。
8. テーパ管は中性洗剤で洗浄します。スポンジまたはプラスチック等の柔らかいブラシを使用してください。
9. Oリングは、JIS B 2401 P-22 を使用します。
10. フロートはマグネットです。付着物を取り除いてください。
11. 動作の確認は、フロートを非磁性の棒で動かし、スイッチが作動することを確認してください。

部番1234567891011121314

部品名
本体
継手
Oリング
テーパ管
フロートスプリング－フロート軸
フロート受
背面カバー
リードスイッチ
スイッチホルダー
小ねじ
目盛表示板

材質
ADC12SUS304
NBRアクリル
PPS(磁気性)
SUS316－
SUS316POM
白色 ABS－POM
SUS304透明樹脂

IM-F843-J06

58.2 リードスイッチ定格

8. 警報接点【規格なし】

8.1 警報動作（下表参照）
形式により下記の警報動作となります。

最大開閉容量10W・DC

10VA・AC

最大使用電圧

1〜100V・DC

1〜125V・AC

いずれも超えないこと

最大使用電流 10μA〜0.5A・DC 10μA〜0.5A・AC
形式

警報種別

FA-3□□ 1- □上限警報

FA-3□□2- □上限警報

FA-3□□3- □下限警報

FA-3□□4- □

下限警報

警報動作
設定点より大きな流量でCLOSE
設定点より大きな流量でOPEN
設定点より小さな流量でCLOSE
設定点より小さな流量で
OPEN【UL 規格】
最大開閉容量10W・DC

最大使用電圧24V・DC

いずれも超えないこと

最大使用電流 10μA〜0.5A・DC

警報動作FA-3□□1-□
FA-3□□4-□

FA-3□□2-□
FA-3□□3-□: 閉（CLOSE）: 開（OPEN）
HO

設定点（H）

接断差HC

上記定格は抵抗負荷の場合を示します。下記負荷をご使用の場合には突入電流により接点の溶着を生じることがありますので、突入電流の最大に於いても上記の定格を超えないようにご使用ください。
負 荷

突入電流

ランプ負荷

定常時の10 〜 15 倍

電動機負荷

定常時の5 倍〜 10 倍

誘導負荷

定常時の4 〜5 倍

設定点（L）
LO

LC

警報接点付きの形式の場合、警報リードスイッチからのリード線を使用するループに接続します。スイッチは防水構造です。結線部分での短絡や漏電に注意してください。

【CE マーキングの対応について】
リードスイッチ付製品をヨーロッパEU 圏へ輸出する
場合、次の対応をすることで、CE マーキングの対象外となり、輸出できます。
1. リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様に限定する。
2. お客様の負荷がEMC 指令適合品であり、製品設置周囲に、電磁波ノイズの発生源が無いこと。
＜対象除外理由＞
1. EMC 指令 (2004/108/EC)
リードスイッチ付製品は、電子部品を搭載した基板がないため、電磁波ノイズの発生源がありません。
(外部ノイズの影響は、お客様の負荷や設置状況に依存しますので、弊社では判断できません。
)
2. 低電圧指令 (2006/95/EC)
リードスイッチの定格を【UL規格】と同じ仕様にすることで、低電圧指令範囲 (AC50 〜 1000V、又はDC75 〜 1500V) の対象外となります。

IM-F843-J06

6●リードスイッチ付製品は、フロート内のマグネットおよびリードスイッチ内のマグネットの磁力影響による反発もしくは吸引が発生し、流量指示精度から外れる場合があります。また、反発および吸引により、フロート動作に影響を与える場合があります。
●製品を30cm 以上の高さより床等に落下させた場合、接点に衝撃が加わり特性が変化する場合があります。落下等で衝撃が加わった場合は、正常に動作するかご確認の上、ご使用ください。
●リードスイッチは磁力によって動作しますので、強力な磁力を発生する近辺では誤動作する恐れがあります。また付近に鉄板などがある場合は、警報動作に支障をきたす恐れがありますので、ご注意ください。
●リードスイッチは保護等級IP67 の防塵、防水構造となっておりますが、端子部や結線部は水などがかかって短絡しないよう適切な防水処置を行ってください。

リレー・ソレノイド等の誘導負荷をご使用の場合は、最大開閉容量の1/10 以下のものをご使用ください。
また、逆起電圧による接点溶着を防止するため、必ず保護回路を取り付けてご使用ください。
【DCの場合】
電源電圧の3 倍以上の耐圧を持つダイオードを負荷と並列に取り付けてください。

例）
電源電圧DC24V の場合、100V1A のダイオードを使用【AC の場合】
抵抗とコンデンサを負荷と並列に取り付けてください。

R：1 〜 5KΩ1/4W
C：0.1μF600V

ケーブル長が長い場合(5m 以上)は、線間浮遊容量により接点開閉時に突入電流が流れ、接点溶着の原因となります。この場合は本製品に近い位置 (20cm以内) に抵抗を直列に取り付けてご使用ください。

ER＞ 0.3 [Ω]モータ、ランプ等、最大開閉電流以上の突入電流が流れる場合は、接点溶着を防止するため、リレー等を介してご使用ください。

IM-F843-J06

78.3 警報点の変更
本体裏面から警報設定用のネジを緩め、リードスイッチの位置を変更し、警報設定線に合わせ警報点の変更を行います。警報点はフルスケールの 20％〜 70％ ( 上限：50 〜 70％、下限：20 〜50％ )の範囲内としてください。これ以外の範囲では警報接点が正常に動作しないこともあります。
背面

正面

設定可変ネジ
警報設定線

目盛線

IM-F843-J06

‫ࢺࢵࢿࢫࣅ࣮ࢧ ڦ‬〇ရࡢ୙ලྜ࡞࡝ࡢ㝿ࡣᘢ♫Ⴀᴗᢸᙜ࠿ࠊᘢ♫Ⴀᴗᡤࡲ࡛ࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࠋႠᴗᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᘢ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ‫ ڦ‬〇ရಖドᘢ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
ᮏ᭩࠿ࡽࡢ↓᩿ࡢ」〇ࡣ࠿ࡓࡃ࠾᩿ࡾࡋࡲࡍࠋ