直流電子負荷 DL3000 シリーズ
DC ELECTRONIC LOAD

スイッチング電源・DC-DC コンバータ・電池の評価に。
高速応答・多機能直流電子負荷
DL3000 シリーズは、各種電源の幅広い試験に対応する多機能直流電子負荷です。静的負荷から複雑な動的負荷まで、さまざまな負荷シミュレーションをプログラム可能です。
ブースタを組み合わせた並列運転により、最大 9450 Wの負荷として使用できます。

Key Features●動作電圧

1.5V〜150V（全モデル共通）●175W/350W/1050W の 3 モデル（175W／350W モデルは 1/2 ラック、1050W モデルはフルラックサイズ）●最大 5 台までのマスタ・スレーブ並列運転が可能（同一モデル 5 台まで、1050W モデルはブースタ最大 4 台を並列接続可能）●7 つの負荷モード：CC、CR、CV、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV●２つの動作モード：スタティックモード、ダイナミックモード●プログラム機能とシーケンス機能で自動試験に対応

DL3017L●電流設定分解能DL3035L

175W

350W

2 つの動作モード

プログラム機能

スタティックモードは、7 つの負荷モードの動作を一定に保256 個のメモリに、16 ステップで 1 プログラム、最大 16つモードです。設定した２つの数値を手動で切り換えることプログラムまで負荷条件を設定できます。16 プログラムをも可能です。定格負荷と定格の半分（ハーフロード）の切換連続動作させることも可能です。えなどで使用します。

各ステップには、スタティック、ダイナミックの動作モード

ダイナミックモードでは、2 つの数値と各々の時間を設定し、も保存されます。

自動切換えが可能です。時間のほか、周波数と DUTY 比でも設定できます。（CV モードを除く）

最小10μA●外部制御入出力機能

ソフトスタート

負荷

電圧または抵抗による制御が可能

状態 1

電源起動時に突入電流が流れ、●インタフェース USB、RS-232C、GPIB（オプション）●USB メモリインタフェース装備

DL3105L

1050W

電源の保護回路が動作する場合

状態 2●操作性と視認性に優れたカラー液晶（LCD）搭載

時間 1があります。
時間

動作電圧

DL3017L
DL3035L
DL3105L
DL3210LB

1.5V〜150V（DL3105L 専用ブースタ）することで、電流の量を制限す

電 流

電 力

税抜価格

35A
70A
210A

175W
350W
1050W

￥198,000￥288,000￥498,000

420A

2100W

￥498,000

1ms の分解能で設定可能です。

シーケンス機能
任意に設定したシーケンスパターンで、複雑な試験や高速シミュレーションが可能な機能です。最大 1000 ステップで、を装備しました。ノーマルシーケンスでは負荷値、実行時間、並列接続

7 つの負荷モード応答時間（スルーレート）をステップごとに独立して設定

マスタ・スレーブ制御により、同一機種を最大 5 台まで並列定電流（CC）、定抵抗（CR）、定電圧（CV）、定電力（CP）●ノーマルシーケンス接続できます。

に加え CC+CV、CR+CV、CP+CV の各モードを装備。

最大 4 台まで接続可能で、9450W/1890A の大容量・大電流システムを構築できます。

できます。

●CC モード（定電流）設定された一定電流を流す●CR モード（定抵抗）設定された抵抗値を維持する

最大ステップ：1000●●ファストシーケンス
負荷モード：CC、CR

外部電圧／外部抵抗による制御

最大ステップ：1000●

ステップ実行時間：25μs〜600ms

CC、CR、CV または CP モードでは、外部制御入出力機能●CＰモード（定電力）設定された一定電力を維持

V

により、外部電圧または外部抵抗による制御が可能です。

負荷V

12A
9A
6A
3A

その他の機能

時間

10s

5s

5s

10s

5s

負荷ON

ON

OFF

ON

ON

ON

スイープ

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

トリガ

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

10s

0V

I
CC+CV モード

0I
CR+CV モード

20s

30s

10s40s※システムケーブル（オプション）で接続します。

1●ショート機能：負荷端子間を短絡状態にする機能●リモートセンシング：
時間

接続ケーブルによる電圧降下の影響を受けずに端子電圧を測定可能（片道最大 2V）

ノーマルシーケンス●計測機能：電圧／電流／電力測定が可能

負荷●経過時間測定：ロードオンからロードオフまでの時間を測定●ロードオフタイマ：指定した時間経過後に自動的にロードオフ

可変●メモリ機能トリガ

0

過熱保護（OHP）、低電圧保護（UVP）、逆接続保護（RVP）、ステップ実行時間 :1ms〜999h 59min●

可変過電流保護（OCP）、過電圧保護（OVP）、過電力保護（OPP）、●●CV モード（定電圧）設定された一定電圧を維持

可変保護機能動作しきい値の設定も可能です。

負荷モード：CC、CR、CV、CP●

CV モードで設定した電圧値以下で、CV モード（ハイインピーダンス）となるモード

S2

定格過電流保護（ROCP）の各保護機能を装備しています。

●（ミリジーメンス（mS）あるいはオーム（Ω）を選択可能）●＋CV モード

S1
S3

ノーマルシーケンスとファストシーケンスの 2 種類の機能

DL3105L（1050W モデル）は、専用ブースタ（DL3210LB）を負荷電流の変化する時間を長くる機能です。1〜200ms で、型 名

2100W

時間 2時間 1ダイナミックモード

Line-up

DL3210LB（DL3105L 専用ブースタ）

時間 2

時間 1

I
CP+CV モード

ループ 1

ループ 2

ループ 3

終了

時間

●トリガ出力／電流モニタ出力●Go-NoGo 機能：電圧／電流の自動判定など

ファストシーケンス

2直流電子負荷 DL3000 シリーズ

Specifications
■定格

各部の機能

カラー液晶画面
電源オンまたはスタンバイモード

Main ：負荷モード設定

吸気口

FUNC ：プログラム機能、シーケンス機能等の設定
Short ：負荷端子短絡エアフィルタ交換可能

Load ：負荷のオン／オフ
前面入力端子

モディファイノブ

前面から負荷を接続

USB メモリインタフェース

トリガ出力

DL3035L

DL3105L

動作電圧

1.5V 〜 150V

1.5V 〜 150V

電流

35A

70A

210A

電力

175W

350W

1050W

動作電圧

1.5V 〜 150V

電流

420A

電力
電流設定
確度

1. 5V 〜150V

DL3210LB

DL3017L

DL3035L

DL3105L

H レンジ：0V 〜 157.5V、L レンジ：0V 〜 15.75V

分解能

H レンジ：10mV、L レンジ：1mV

H レンジ

17.5W 〜 175W

35W 〜 350W

105W 〜 1050W

M レンジ

1.75W 〜 17.5W

3.5W 〜 35W

10.5W 〜 105W

L レンジ

0.175W 〜 1.75W

0.35W 〜 3.5W

1.05W 〜 10.5W

M レンジ 0A 〜 3.5A

0A 〜 7A

0A 〜 21A

H レンジ

0W 〜 183.75W

0W 〜 367.5W

0W 〜 1102.5W

L レンジ 0A 〜 0.35A

0A 〜 0.7A

0A 〜 2.1A

M レンジ

0W 〜 18.375W

0W 〜 36.75W

0W 〜 110.25W

L レンジ

0W 〜 1.8375W

0W 〜 3.675W

0W 〜 11.025W

H レンジ 0A 〜 36.75A

0A 〜 73.5A

0A 〜 220.5A

M レンジ 0A 〜 3.675A

0A 〜 7.35A

0A 〜 22.05A

H レンジ

10mW

10mW

100mW

L レンジ 0A 〜 0.3675A

0A 〜 0.735A

0A 〜 2.205A

M レンジ

1mW

1mW

10mW

L レンジ

0.1mW

0.1mW

1mW

分解能

H レンジ 1mA

2mA

10mA

設定確度＊13 ±（0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3）±Vin×Vin＊2/ 500 kΩM レンジ 0.1mA

0.2mA

1mA

L レンジ 0.01mA

0.02mA

0.1mA●スルーレート

H レンジ 2.5 mA/μs〜2.5 A/μs
L レンジ 25μA/μs〜25mA/μs4mA＋Vin＊2/500kΩ 10mA＋Vin＊2/500kΩ
4mA ＋Vin＊2/500kΩ 10mA ＋Vin＊2/500kΩ

RMS＊5 3mA

5mA

20mA＊730mA

50mA

100mA＊7

動作範囲＊8DL3017L

DL3035L

50μA/μs〜50mA/μs

160μA/μs〜160mA/μs

5μA/μs〜5mA/μs

16μA/μs〜16mA/μs

分解能4.6667S 〜 80μS
14.0001S 〜 240μS（214.28mΩ〜 12.5Ω）（71.427mΩ〜4.16667kΩ）（428.566 mΩ〜 25 kΩ）
0.46667S 〜 8μS
1.40001S 〜 24μS
（4.28566Ω〜 250kΩ）（2.1428Ω〜 125kΩ） （714.27mΩ〜41.6667kΩ）

設定範囲H レンジ 24.5S 〜 0S49S 〜 0S
147S 〜 0S（40.82mΩ〜OPEN） （20.41mΩ〜 OPEN） （6.80mΩ〜 OPEN）■ ACアダプタ・充電制御回路の実負荷試験

4.9S 〜 0S
14.7S 〜 0S
M レンジ 2.45S 〜 0S
（408.16mΩ〜OPEN） （204.08 mΩ〜 OPEN）（68.03 mΩ〜 OPEN）■ 車載電装品の突入電流試験

L レンジ 0.245S 〜 0S

0.49S 〜 0S
1.47S 〜 0S
（4.08163Ω〜OPEN）（2.04082Ω〜 OPEN）（680.27mΩ〜 OPEN）

分解能■ JIS規格対応コンデンサ試験

DL3000シリーズ

電源試験システムの構築例
直流電子負荷と直流電源・交流電源などを組み合わせて、スイッチング電源、DC-DCコンバータ、AC-DCコンバータの評価システムを構築可能。

3交流電源

400μS

800μS

2.4mS

M レンジ

40μS

80μ

240μS

L レンジ4μS

8μS

24μS

250mA/μs〜2.5A/μs： 500mA/μs〜5A/μs：
1.6A/μs〜16A/μs：
1mA
2mA
6mA
25mA/μs〜250mA/μs： 50mA/μs〜500mA/μs： 160mA/μs〜1.6A/μs：
100μA
200μA
600μA
2.5mA/μs〜25mA/μs： 5mA/μs〜50mA/μs：
16mA/μs〜160mA/μs：
10μA
20μA
60μA
250μA/μs〜2.5mA/μs： 500μA/μs〜5 mA/μs： 1.6mA/μs〜16 mA/μs：
1μA
2μA
6μA
25μA/μs〜250μA/μs： 50μA/μs〜500μA/μs： 160μA/μs〜1.6 mA/μs：
100nA
200nA
600nA
2.5μA/μs〜25μA/μs： 5μA/μs〜50μA/μs：16μA/μs〜160 μA/μs：10nA
20nA
60nA

■ダイナミックモード

DL3017L

DL3035L

DL3105L

負荷モード

CC, CR, CP

T1&T2 設定範囲

0.025ms〜10ms：分解能1μs、10ms〜30s：分解能1ms

周波数範囲

1Hz〜20kHz

周波数分解能0.1Hz（1Hz〜9.9Hz）、1Hz（10Hz〜99Hz）、10Hz（100Hz〜990Hz）、100Hz（1kHz〜20kHz）

デューティ範囲＊14 1%〜99% 、0.1% step
●定電流（CC）モード
動作範囲

DL3017L

DL3035L

DL3105L

H レンジ

0A 〜 35A

0A 〜 70A

0A 〜 210A

M レンジ

0A 〜 3.5A

0A 〜 7A

0A 〜 21A

L レンジ

0A 〜 0.35A

0A 〜 0.7A

0A 〜 2.1A＊10A 〜 36.75A

0A 〜 73.5A

0A 〜 220.5A＊20A 〜 3.675A

0A 〜 7.35A

0A 〜 22.05A

0A 〜 0.3675A

0A 〜 0.735A

0A 〜 2.205A

1mA

2mA

10mA

0.1mA

0.2mA

1mA

0.01mA

0.02mA

0.1mA

設定確度＊9■ パワーデバイスの特性評価■ サーバ用大電流 DC-DC コンバータの評価 など

H レンジ

160μA/μs〜160mA/μs

L レンジ 2.5μA/μs〜2.5mA/μs

DL3105L

L レンジ 0.233336S 〜 4μS

50μA/μs〜50mA/μs

M レンジ 25μA/μs〜25mA/μs

M レンジ 2.33336S 〜 40μS

■ LEDドライバの負荷

16mA/μs〜16A/μs

H レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs

46.6672S 〜 800μS 140.0016S 〜 2.4mS（42.857mΩ〜 2.5kΩ）（21.428mΩ〜 1.25kΩ）（7.1427mΩ〜416.667Ω）■ ヒューズ・ブレーカの遮断試験

5mA/μs〜5A/μs

DL3105L

設定範囲（CR モード）

H レンジ 23.3336S 〜 400μS

直流電源

DL3035L

M レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs

M レンジ 2mA＋Vin＊2/500kΩ●定抵抗（CR）モード

DL3017L

設定範囲（CC モード）

H レンジ 2mA＋Vin＊2/500kΩP-P＊6■ バッテリのパルス放電試験

DL3105L

設定範囲

リプル■ スイッチング電源の負荷特性試験

DL3035L0A 〜 210A

L レンジ 0.1mA＋Vin＊2/500kΩ 0.2mA＋Vin＊2/500kΩ 0.6mA＋Vin＊2/500kΩApprications

DL3017L

0A 〜 70A

並列運転 ±（1.2% of set +1.1% of f.s.＊3）

GPIB インタフェース（オプション）

1.5V 〜 15V

設定範囲

H レンジ 0A 〜 35A

入力電圧変動＊4

USB インタフェース

1.5V 〜 150V

1.5V 〜 15V

動作範囲

L レンジ ±（0.2% of set + 0.1% of f.s.）± Vin＊2/500kΩUSB メモリインタフェース

1.5V 〜 150V

1.5V 〜 15V●定電力（CP）モード

H, Mレンジ ±（0.2% of set + 0.1% of f.s.＊1）± Vin＊2/500kΩ

背面から負荷を接続

1.5V 〜 150V

L レンジ±（1.2% of set + 1.1% of f.s.）
Mレンジでは Hレンジのフルスケール、電流レンジは HレンジとMレンジのみ

設定範囲

背面入力端子H レンジ

H, L レンジ：±（0.1% of set + 0.1% of f.s.）

設定確度

RS-232C インタフェース

DL3105L

H レンジ：50mV、L レンジ：12mV

分解能

外部制御入出力コネクタ

DL3035L

入力電流変動＊12

動作範囲

リモートセンシング端子

DL3017L

動作範囲

2100W

●定電流（CC）モード

ソフトメニューキー

●定電圧（CV）モード

設定確度＊11■スタティックモード

ファンクションキー

電流モニタ出力

DL3017L

H, Mレンジ±（0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.＊3）±Vin＊2/ 500kΩ

L レンジ±（0.5% of set＊10 + 0.5% of f.s.）±Vin＊2/ 500kΩ

設定範囲

H レンジ
Hレンジのフルスケール
Vin：電子負荷の負荷端子電圧
M レンジ＊3 Mレンジでは、
Hレンジのフルスケール
L レンジ＊4 定格電力 /150 Vの電流にて負荷端子電圧を1.5 Vから150 Vまで変化させたとき（参考値）＊5 測定周波数帯域 :10Hz〜1MHz（参考値）
分解能＊6 測定周波数帯域 :10Hz〜20MHz（参考値）
H レンジ＊7 測定電流100A時
M レンジ＊8 コンダクタンス [S]=1／抵抗 [Ω]=負荷電流 [A]／負荷端子電圧 [V]＊9 負荷電流での換算値、
L レンジセンシング端にて。並列運転時は適用されません。
＊10 set=Vin/Rset（設定抵抗値）
設定確度＊11 負荷端子電圧が動作範囲内で、リモー
トセンシング時のセンシング端にて。並列運転時も同様。
＊12 リモートセンシング時の負荷端子電圧が1.5Vで定格の10％〜100％の電流の変化に対して（参考値）＊13 並列運転時は適用されません。
＊14 デューティの最小時間幅は10μs、1kHz〜20kHzのデューティ設定範囲は最小時間幅によって制限されます。

±0.4% of f.s.＊34

Specifications

4.6667S〜80μS
14.0001S〜240μS（71.427mΩ〜4.16667kΩ）（428.566mΩ〜25kΩ）（214.28mΩ〜12.5kΩ）

L レンジ 0.233336S〜4μS

0.46667S〜8μS
1.40001S〜24μS（4.28566Ω〜250kΩ）（2.1428Ω〜125kΩ） （714.27mΩ〜41.6667kΩ）

設定範囲
147S〜0S
49S〜0S（40.82mΩ〜OPEN） （20.41mΩ〜OPEN） （6.80mΩ〜OPEN）

H レンジ 24.5S〜0S

14.7S〜0S
4.9S〜0S（408.16 mΩ〜OPEN）（204.08mΩ〜OPEN）（68.03mΩ〜OPEN）

M レンジ 2.45S〜0S

1.47S〜0S
0.49S〜0S（4.08163Ω〜OPEN）（2.04082Ω〜OPEN）（680.27mΩ〜OPEN）

L レンジ 0.245S〜0S
分解能H レンジ 0.00V〜150.00V

0.00V〜150.00V

0.00V〜150.00V

L レンジ 0.000V〜15.000V

0.000V〜15.000V

0.000V〜15.000V

測定確度 ±（0.1% of rdg+0.1% of f.s.）
電流測定
H, Mレンジ 0.000A〜35.000A

EN61010-1: 2010，EN61010-2-030: 2010

EMC

EN61326-1: 2006、EN61326-2-1: 2006、
EN61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2 : 2009、
EN61000-3-3 : 2008
屋内使用
2000m 以下

温度特性

24μS

■ソフトスタート
CC、CR、CP

時間設定範囲

1ms 〜 200ms、分解能 1ms

35W 〜 350W

105W 〜 1050W

負荷モード

CC、CR、CV、CP

1.75W 〜 17.5W

3.5W 〜 35W

10.5W 〜 105W

設定範囲

最大ステップ数 :1000、ステップ実行時間 :1ms〜999h59min

L レンジ

0.175W 〜 1.75W

0.35W 〜 3.5W

1.05W 〜 10.5W

分解能

1ms（1ms〜1min）、100ms（1min〜1h）、1s（1h〜10h）、10s（10h〜100h）、1min（100h〜999h59min）

H レンジ

0W 〜 183.75W

0W 〜 367.5W

0W 〜 1102.5W

ファストシーケンス

M レンジ

0W 〜 18.375W

0W 〜 36.75W

0W 〜 110.25W

負荷モード

CC、CR

L レンジ

0W 〜 1.8375W

0W 〜 3.675W

0W 〜 11.025W

設定範囲

最大ステップ数 :1000、ステップ実行時間 : 25µs〜600ms

分解能

1µs（25µs〜60ms）、10µs（60.01ms〜600ms）

H レンジ

10mW

10mW

100mW

M レンジ

1mW

1mW

10mW

■保護機能

L レンジ

0.1mW

0.1mW

1mW

H レンジ 2.5mA/μs〜2.5A/μs

DL3035L
5mA/μs〜5A/μs

DL3105L
16mA/μs〜16A/μs

M レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs
L レンジ 25μA/μs〜25mA/μs

50μA/μs〜50mA/μs

160μA/μs〜160mA/μs

設定範囲（CR モード）
H レンジ 250μA/μs〜250mA/μs 500μA/μs〜500mA/μs 1.6mA/μs〜1.6A/μs

クイックスタートガイド、付属CD-ROM（取扱説明書、プログラミングマニュアル、USBドライバ）
電源コード、負荷端子カバー、端子接続ねじ（M8サイズ、2個セット）、フレキシブル端子カバー（DL3210LBのみ）

単位：mm

正面図

(24.9)

400.5(39)(464.4)

側面図

過電圧保護（OVP） 0V 〜各レンジの最大電圧の 110％でロードオフ
過電流保護（OCP） DL3017L：0.03A〜38.5A、DL3035L：0.06A〜77A、DL3105L：0.2A〜231A
または各レンジの最大電流の 110％、ロードオフまたは制限動作を選択可
過電力保護（OPP） DL3017L：0.1W〜192.5W、DL3035L：0.1W〜385W、DL3105L：1W〜1155W
または各レンジの最大電力の 110％、ロードオフまたは制限動作を選択可

背面図■ DL3105L(5.8)(441.4)
427.8

(7.8)

過熱保護 （OHP） ヒートシンクの温度が 95℃に達したときにロードオフ
低電圧保護（UVP） 検出された場合にロードオフ
0V〜各レンジの最大電圧の110％の範囲 または機能オフに設定可能
逆接続保護（RVP）

逆接続を検知した場合にロードオフ（ダイオードによる保護）

定格OCP （ROCP） 各レンジの定格電流の 110%を超えた電流が流れたときに表示

M レンジ 25μA/μs〜25mA/μs

50μA/μs〜50mA/μs

160μA/μs〜160mA/μs■その他機能・外部制御入出力・インタフェース

L レンジ 2.5μA/μs〜2.5mA/μs

5μA/μs〜5mA/μs

16μA/μs〜16mA/μs

リモートセンシング

補償電圧：片側 2V

外部制御入出力

ロードオン／オフコントロール入力、ロードオンステータス出力、レンジ切換え入力、レンジステータス出力、トリガ入力、アラーム入力、アラームステータス出力、ショート信号出力、外部電圧コントロール、外部抵抗コントロール、電流モニタ出力、並列運転入力、並列運転出力、ブースタ電源制御

フロント
トリガ出力
パネル
BNC端子

約 4.5V、パルス幅 約 2μs、出力インピーダンス 約 500Ωシーケンス動作時またはダイナミックモード時にパルスを出力

インタフェース

RS-232C: D-Sub 9 ピンコネクタ（EIA-232-Dに準拠）
USB: USB2.0, USB-CDC ACMに準拠
GPIB（オプション）： IEEE std. 488-1-1978（partial support）

250mA/μs〜2.5A/μs： 500mA/μs〜5A/μs：
1.6A/μs〜16A/μs：
1mA
2mA
6mA
25mA/μs〜250mA/μs： 50mA/μs〜500mA/μs： 160mA/μs〜1.6A/μs：
100μA
200μA
600μA
2.5mA/μs〜25mA/μs： 5mA/μs〜50mA/μs：
16mA/μs〜160mA/μs：
10μA
20μA
60μA
250μA/μs〜2.5mA/μs： 500μA/μs〜5mA/μs： 1.6mA/μs〜16mA/μs：
1μA
2μA
6μA
25μA/μs〜250μA/μs： 50μA/μs〜500μA/μs： 160μA/μs〜1.6mA/μs：
100nA
200nA
600nA
2.5μA/μs〜25μA/μs： 5μA/μs〜50μA/μs：
16μA/μs〜160μA/μs：
10nA
20nA
60nA

約 22.5kg■付属品

124DL3017L

設定範囲（CC モード）

427.7（W）
×127.8（H）
×553.5（D）

124(151.6)

17.5W 〜 175W

●スルーレート

約 16.5kg

DL3210LB■ DL3017L / DL3035L
213.8

M レンジ

±（0.6% of set + 1.4% of f.s.）±Vin×Vin＊2/500kΩ427.8（W）
×124.0（H）
×400.5（D）

保存温度・湿度範囲 −20℃〜 70℃、90% RH 以下（結露はないこと）■シーケンスH レンジ

H, Mレンジ ±（0.6% of set + 1.4% of f.s.＊1）

約 8.5kg

DL3105L

動作温度・湿度範囲 0℃〜 40℃、0% 〜 85% RH（結露はないこと）

ノーマルシーケンス

設定確度＊13213.8（W）
×124.0（H）
×400.5（D）

外形寸法●定電力（CP）モード

分解能

質量
約 7.5kg

電圧測定 100ppm/℃、電流測定 200ppm/℃

負荷モード

電流モニタ出力 H, L レンジ：1Vf.s.

Hレンジのフルスケール
並列運転
Vin：電子負荷の負荷端子電圧＊3 Mレンジでは、Hレンジのフルスケール＊4 定格電力 /150 Vの電流にて負荷端子電圧を1.5 Vから150 Vまで変化させたとき（参考値）＊5 測定周波数帯域 :10Hz〜1MHz（参考値）＊6 測定周波数帯域 :10Hz〜20MHz（参考値）＊7 測定電流100A時＊8 コンダクタンス [S]=1／抵抗 [Ω]=負荷電流 [A]／負荷端子電圧 [V]＊9 負荷電流での換算値、センシング端にて。並列運転時は適用されません。
＊10 set=Vin/Rset（設定抵抗値）＊11 負荷端子電圧が動作範囲内で、リモー
トセンシング時のセンシング端にて。並列運転時も同様。
＊12 リモートセンシング時の負荷端子電圧が1.5Vで定格の10％〜100％の電流の変化に対して（参考値）＊13 並列運転時は適用されません。
＊14 デューティの最小時間幅は10μs、1kHz〜20kHzのデューティ設定範囲は最小時間幅によって制限されます。
＊2

安全性

高度240μS

DL3035L

AC1500V 1 分間
電源入力 対 負荷端子・筐体一括間、電源入力・筐体一括 対 負荷端子間

動作環境

L レンジ
0.0000W〜1.7500W 0.0000W〜3.5000W 0.000W 〜 10.500W（CP）

外形寸法（mm）
DL3017L

耐電圧

0.00W 〜 315.00W

設定確度＊13 ±（0.6% of set + 1.4% of f.s.＊3）±Vin×Vin＊2/ 500 kΩ＊1DL3017L : 90VA、DL3035L : 110VA、
DL3105L：190VA、DL3210LB：230VA

0.00W〜105.00W

8μS

分解能

47Hz〜63Hz

消費電力

0.0W 〜 1050.0W

80μS

L レンジ

周波数

0.00W〜350.00W

L レンジ 4μS

DL3105L

0.0mA〜2100.0mA■外形寸法・質量AC 100V 〜 120V±10%
AC 200V 〜 240V±10%（ただし 250V 以下）

L レンジ
0.000W〜52.500W（CC/CR/CV）

M レンジ 40μS

DL3035L

電源入力

H, Mレンジ 0.00W〜175.00W

2.4mS

DL3017L■一般事項

0.00A〜210.00A

測定確度 ±（0.2% of rdg+0.3% of f.s）
並列運転時：±（1.2% of rdg+1.1% of f.s.）
電力測定

800μS

設定範囲

50.000A〜70.000A

L レンジ 0.00mA〜350.00mA 0.00mA〜700mA

H レンジ 400μS

動作範囲

DL3105L(143.8)M レンジ 2.33336S〜40μS

電圧測定

DL3035L

Mレンジ：0.1Vf.s.

正面図(19.8)

46.6672S〜800μS
140.0016S〜2.4mS（7.1427mΩ〜416.667Ω）（42.857mΩ〜2.5kΩ）（21.428mΩ〜1.25kΩ）

DL3017L(24.9)

400.5(464.4)

(39)

側面図

背面図
■ DL3210LB
427.7

マスタ機を含めて同一機種最大5台まで
DL3105Lをマスタ機として、ブースタ（DL3210LB）最大4台まで

127.8

H レンジ 23.3336S〜400μS

■測 定

正面図

(147.8)DL3105L

(20)

動作範囲

DL3035L(7.8)

DL3017L(19.8)●定抵抗（CR）モード

553.5(592.5)(39)

側面図

背面図6