FERNO Product CatalogueⓇMedical Institution
医療機関用機器FERNOの歴史

Fernoの歴史

1950’sFERNOは、Dick Ferneau と El Bourgraf によって、1955年にアメリカ、オハイオ州、スタウントンに設立されました。

1950’s

1957年6月、オハイオ州グリーンフィールドに生産を移しました。
1958 年に世界で初めてワンマンコットと呼ばれるストレッチャーの開発を行いました。
これは「モデル 20」とよばれる脚部がH型のフレーム構造の葬儀用ストレッチャーでした。

その後、X型フレーム構造の救急用ストレッチャー「モデル30」を開発しました。
これは、高さを8段階に調節できるため、患者の移し替えを行う際、介助者にとって大きな利点となり、広く受け入れられました。

1960’s
1961年にWashington Mortuary社と合併し、Ferno-Washington, Inc.が設立されました。

1960’s
1967年に救急車への搬入出が行えるロールインストレッチャー「モデル 28」を開発しました。
軽量化のため、アルミニウムを採用しました。
また、バックレストを起こすことができるため、階段や狭い廊下での搬送が容易になり、多くの都市型救急隊で採用されました。

1FERNOの歴史

1970’s1972 年、オハイオ州ウィルミントンの空軍基地の跡地に本社と工場を移転し、さらなる成長への一歩を踏み出しました。

1970’s1975 年、ロールイン式の救急車用ストレッチャーとして、H 型フレーム構造の「モデル 29 」を開発しました。
また、高さを4段階に調節でき、低い位置での安定性が高まりました。

1980’s
1983年にマーケットフォージ社のヘルスケア部門を買収しました。
その後、1987年から段階的にウィルミントンの物流センターの拡張し、工場とオフィスを1カ所に統合しました。

2000’s
2005年、世界初となる電動式ストレッチャー「パワーフレックス」を開発しました。
救急隊員の負担を軽減するために、アシストなしで318kgまでの電動昇降が可能です。

また、長さの調節ができ、狭所で機動性を発揮する画期的な製品となりました。

Current
約600人の社員が働いて世界19カ国にグルーブ会社があり、います。
また、開発・製造した3,600種以上の製品が世界150カ国の医療従事者、救急隊、レスキュー隊の皆様に使用して頂いています。

2

品質・海外規格

品質・海外規格
米国、欧州での救急車に関する規格への準拠
EN 1865（2015）
患者の治療及び搬送に使用する救急車用ストレッチャーの設計及び性能に関する最小限の要求事項。
患者の安全性を確保し、ストレッチャーを操作する医療従事者の身体的労力を最小限に抑えることを目的としています。

CEN 1789（2020）
救急車および医療用輸送車両に関する欧州規格。患者の搬送と治療に使用される救急車の設計、試験、性能、装備に関する要件を規定しています。

KKK-A-1822
アメリカにおける救急車の連邦規格。救急車に必要とされる最低限の装備とオプションを含み、5年ごとに改訂されます。

設計段階

耐久性とサイクルテスト（地形試験）

CADとプロトタイプによる有限要素解析(実際の荷重、振動、凹凸の激しい地形を想定した試験装置を用いて、パーツに掛かる熱、流体等の物理的な影響をコンピュータを用いて解析)を実施

負荷、干渉による摩耗、ボルトの緩み等を検証しています。

しています。

耐久性とサイクルテスト（負荷試験）

耐久性とサイクルテスト（階段昇降）

負荷を掛けた状態で高さ調節や車両への搬入出を繰り返し行い椅子型の担架を対象にした階段の昇降を繰り返し行う試験です。

（脚部が折り畳まれ、展開する動作）、耐久性を検証しています。

パーツの摩耗、ボルトの緩み、耐久性を検証しています。

3

品質・海外規格

耐荷重試験

静的（引張り）試験

段差がある場所でストレッチャーを持ち上げたり、車両への搬入ストレッチャーをファスナーに設置した状態で試験装置で引っ出を想定し、物理的な負荷（おもりをストレッチャーに搭載）を張り、ファスナーから外れないことを検証しています。

掛けた状態で、4点で吊り上げ検証しています。

振動試験

環境試験（温度）

ストレッチャーに傷病者を想定した人形を搭載し、試験装置で過酷な温度の環境に曝露し、部品の材質に影響がないことを振動を加えて安定性、パーツの緩み等を検証しています。

検証しています。

動的（衝突）試験
車両が衝突したときに掛かる負荷を試験装置で再現し、安定性を検証しています。

4

海外製造元
ファーノ・ジャパン・インクは、主要製品を世界6カ国の9拠点から輸入し、販売しています。

Japan
スウェーデン南部のクリシャンスタードで約1世紀にわたり、救急、救助で使用される損傷部位固定具を開発、製造してきました。
安全性、快適性を追求した
人間工学に基づく製品は、救急・救助隊員、医師から高い評価と支持を得ています。

主要取扱製品
バキュームスプリント、マットレス

1992年に日本における拠点として輸入販売、修理サービスを開始しました。
また、MRI用ストレッチャー、救急用ストレッ
チャーの主要モデルは、国内でに開発、製造しています。
主要取扱製品
救急用ストレッチャー、MRI用ストレッチャー

UK

1971 年にFW Equipment Co.がイギリスに設立され、救急用ストレッチャーの販売を開始しました。

1992年にFerno Washingtonが買収し、FERNO UKLimitedに社名を変更しました。

西ヨークシャー州、ブラッドフォードにある工場では、50人以上のスタッフが救急領域におけるクラス1の医療機器を製造しています。

主要取扱製品
クリティカルケアトローリー（病院間での重症患者搬送）、インキュベータートランスポートユニット（乳児搬送）

Slovakia

2001年にSaver Manufacturingの名で設立されました。現在、50 名のスタッフがクラス1医療機器、救急向け製品の設計、製造、販売を行っています。
主要取扱製品
救急用搬送器材

Italia

1995年にイタリア、プラトに設立されました。ユーザーとのコラボレーションにより、スクープストレッ
チャー、電動椅子型担架などの開発を行ってきました。2011 年、ピエベ・ディ・チェントに研究開発、製造を含む本社機能を移し、今日に至ります。
主要取扱製品
スクープストレッチャー

5Australia
1974年、FERNOの販売代理店として、FWイクイップメント社が設立されました。その後、FERNO のグループに加わり、現在は 70 人以上のスタッフがオーストラリア支社と2か所の工場で働いています。
ブライドル、担架を製バース工場では、ハーネス、造。救急用ストレッチャーアクセサリー等は、
ブリスベン工場で製造されています。
主要取扱製品
担架、ブライドル、ストレッチャー用マットレス

Ferno Washington（Global Headquarter)
グローバルヘッドクォーターに隣接する工場は、救急領域における経験と知識をもとに製品設計、開発、製造、品質管理を行っています。

品質においては、製品設計、外部サプライヤーの監査、入荷検品（原材料と部品）等、開発から製造プロセス全体を通し、厳しい管理を行っています。

また、販売後もユーザーからのフィードバックをもとに品質改善を実施しています。

主要取扱製品
救急用ストレッチャー、葬儀用ストレッチャー、担架、損傷部位固定具

1989 年にアメリカ、メリーランドにて設立され、化学・生物防護用のオーバーシューズ、グローブ、医療用個人保護具（高性能フィルター付きマスクなど）、災害用テント、アイソレーターを供給しています。
主要取扱製品
アイソレーター、災害用テント

イタリアに本社を置く、ヘルメットのワールドリー
ダーです。救助だけでなく、スポーツで使用されるヘルメットも開発・製造し、EN（欧州）、ANSI（米国）CSA（カナダ）等、各国の安全規格に準拠した製品を提供しています。
主要取扱製品ヘルメット

オレゴン州ポートランド郊外に拠点を置き、救急隊、レスキュー隊、軍隊、医療機関に製品を提供しています。
主要取扱製品
止血帯、損傷部位固定具

6

MRI用機器

MRI 用機器

MRI対応ストレッチャー
モデルMRS-1

病院間搬送ストレッチャー
救急用ストレッチャー
ストレッチャー付属品

3テスラの磁場に対応したMRI用ストレッチャーです。
昇降ハンドルを使用し、ベッド面の高さを無段階で調節できます。

36kgと軽量ながら、重体重の患者にも対応できるよう、182kgの耐荷重があります。
傷病者搬送器材

主な仕様

長さ（mm）

2,000560

災害用器材

最大荷重（kg）

182

幅（mm）

非磁性体 /アルミ

3テスラ

高さ（mm）

非磁性体割合98%
ホイール
重量（kg）

損傷部位固定具

ガートル架（マウント）
標準装備審 マットレス、サイドアーム、

製品コード

製品名材質023237020

モデルMRS-1 MRI用ストレッチャー

アルミ

7

最高位

900

最低位

600

直径（inch）

536MRI用機器

MRI 用機器
病院間搬送ストレッチャー● 転倒防止を考慮した大型のサイドアームを装備し、患者を移し替える際には、倒すことができます。

● 5インチのホイールにより、段差等での走行がスムーズに行えます。
また、ホイールベースが広く、安定性に優れています。

ストレッチャー付属品● ハンドルを回転させて高さを調節します。

救急用ストレッチャー● 1カ所のブレーキ操作で四輪がトータルロックされる機構です。

傷病者搬送器材
災害用器材● ガートル架とマウントが付属しています。

• QRコードから動画をご覧ください。
損傷部位固定具

8

MRI用機器

MRI 用機器

MRI対応車椅子
モデルMRW-2

３テスラの磁場に対応したMRI用車椅子です。
ブレーキは、後輪に装備されています。

主な仕様
最大荷重（kg）

100

非磁性体/アルミ

3テスラ
99%

病院間搬送ストレッチャー

非磁性体割合奥行（mm）

全体幅（mm）

後輪

22

使用時

折畳時
座面

高さ（mm）

救急用ストレッチャー

座面980400630
350
400860410-440

座面

全高ホイール（inch）

前輪重量（kg）

14

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材● 折り畳んで収納することができます。

● オプションで専用のガートル架（3テスラ対応）があります。

災害用器材

オプション品
製品コード

製品名

材質

製品コード

製品名

023237001

モデルMRW-2 MRI用車椅子

アルミ023237005

モデルMRW-2 MRI用ガートル架

030538007

プラスチック スリーブ

021710003

モデル7032 マウント

損傷部位固定具

96

MRI用機器

本体は、ステンレス製。天秤部分には、プラスチックを採用しています。

製品名

高さ（mm）

0215110002

モデル510-PL２
MRI用ガートルスタンド

ベースの幅（mm）

天秤の幅（mm）

耐荷重（kg）

510

350

41150-1940

救急用ストレッチャー

製品コード

病院間搬送ストレッチャー
ストレッチャー付属品

MRI対応カート
モデルMRC-１

3テスラの磁場に対応したMRI用ガートルスタンドです。

MRI 用機器

ガートルスタンド
モデル510-PL2

3テスラの磁場に対応したMRI用カートです。
MRI 室での器具、小物入れとして、使用できます。キャスターは、ブレーキ付きです。

ライティングテーブルが装備されています。

傷病者搬送器材
災害用器材

寸法・重量

引き出し寸法
（mm）

幅（mm）

670

1段目 W508 x D380 x H95

奥行（mm）

450

2段目 W508 x D380 x H95

高さ（mm）

930

3段目 W508 x D380 x H175

重量（kg）

42

4段目 W508 x D380 x H320

製品名

材質023237015

モデルMRC-１ 救急カート

ステンレス

損傷部位固定具

製品コード10病院間搬送ストレッチャー

MRI 用機器

クリティカルケアトローリー
モデル CCT-PX

病院間搬送ストレッチャー
救急用ストレッチャー
ストレッチャー付属品

重篤患者の搬送システムです。臨床現場の状況に応じてカスタマイズし、重篤患者の搬送に必要なバルーン

ポンプ、ECMO、人工呼吸器、輸液ポンプ、冷却・加熱システムなどの医療機器を安全に取り付ける事ができます。
感染予防と制御の観点から、容易に消毒が行える設計となっております。パウダーコートされたフレーム及びプラスチック部品には、抗菌添加剤が含まれています。

欧州規格 EN1789に準拠し、10Gの衝撃に耐えうる設計です。

傷病者搬送器材

主な仕様

長さ（mm）

1,970

最大荷重（kg）

250

幅（mm）

570

バックレストガススプリング

高さ（mm）

825

ショックポジション

ガススプリング

重量（kg）

69

規格EN1789

災害用器材

標準装備品

本体、マットレス、ベルト、サイドアーム、ボンベ架（2本）、 プッシュポール（2本）

オプション品

商品コード

品名

商品コード

品名

030138015

クリティカルケアートローリー PX マットレス,ハーネス付

030012130

IV ポール マウント付CCT用

0305300024

ファスナー ロックロード セキュアシステム
ITUトローリー

030513110

パックラック インネックス/パワーX1用

040153003

固定キットパックラック CCT-PX用

損傷部位固定具

11030200053

サーフェスエクステンダー（ペア）病院間乾燥ストレッチャー

MRI 用機器● ブレーキは、ホイールの回転、スイベル（旋回）を制御します。精密機器の電気系統への影響を考慮し、静電気の帯電防止素材を採用しています。

病院間搬送ストレッチャー● ベッドの下段に医療機器を設置すること ができます。2本分の酸素ボンベ架が装備されています。

● プッシュポール（収納可）により、安定した搬送をサポートします。

救急用ストレッチャー● フットレストにより、脚の角度調整ができます（ショックポジション）。

● サイドアームを倒すと、移し替えが容易に行えます 。

ストレッチャー付属品● ガススプリング式バックレストにより、傷病者の容態に応じて無段階で体位調節ができます。

傷病者搬送器材● サーフェスエクステンダー（オプション）によりベッド面を拡張でき、上肢台としても使用できます。

● IVポール（オプション）
災害用器材● パックラック（オプション）をサイドレールに取り付けることができます。

損傷部位固定具

専用ファスナー12病院間搬送ストレッチャー

MRI 用機器

インキュベータートランスポート
ユニットトローリー モデルITU

新生児の保育器搬送に特化したストレッチャーです。
必要な医療機器をセットして搬送が可能な為、一刻を争う新生児搬送を安全に行うことができます。
感染予防と制御の観点から、容易に消毒が行える設計となっております。
パウダーコートされてたフレーム及びプラスチック部品には、抗菌添加剤が含まれています。

病院間搬送ストレッチャー● ベッドの下段に医療機器を設置することができます。
● 2本分の酸素ボンベ架が装備されています。
● 両端にリードハンドルを装備しています。

救急用ストレッチャー
ストレッチャー付属品

専用ファスナー

10Gの衝撃に耐えうる設計です。
● 欧州規格 EN1789に準拠し、● ブレーキは、ホイールの回転、スイベル（旋回）を制御します。
● 精密機器の電気系統への影響を考慮し、静電気の帯電防止素材を採用しています（IPCに準拠）。

傷病者搬送器材

主な仕様
最大荷重（kg）
規格

長さ（mm）

1,830545615
48

幅（mm）

災害用器材

高さ（mm）
重量 (kg)

損傷部位固定具標準装備品

140
EN1789

本体、ボンベ架（2）

製品コード

製品名030029005

インキュベーター トランスポート ユニットトローリー

13

オプション品
製品コード

製品名0305300024

ファスナー ロックロード セキュアシステム ITUトローリー

MRI 用機器
病院間搬送ストレッチャー

救急用ストレッチャー

ストレッチャー付属品

傷病者搬送器材

災害用器材

損傷部位固定具

14

救急用ストレッチャー

MRI 用機器

モデル12-9 & モデル4070

病院間搬送ストレッチャー
救急用ストレッチャー
ストレッチャー付属品

車両への搬入、搬出が一人で行える搬送用ストレッチャーです。
トランスポーター（モデル4070）とストレッチャー（モデル12-9）を組み合わせて使用します。
6段階の高さ調節が可能なため、患者の移し替えをサポートします。

主な仕様
傷病者搬送器材

モデル12-9モデル4070
最大荷重（kg）

159

最大荷重（kg）

159

材質

アルミ材質

アルミ

長さ（mm）

1,980

長さ（mm）

1,910

幅（mm）

435

幅（mm）

540

最高位

815

高さ（mm）

140

最低位

240

重量（kg）11

ローディングホイール

640

直径（inch）

5

高さ（mm）
災害用器材

ホイール
（kg）
重量

損傷部位固定具

標準装備品

26

本体、サイドアーム、マットレス、ピロー

製品コード

製品名材質

付属品

0211120121

モデル12-9 ストレッチャー マルーン

アルミ

マットレス モデル359-M

0214100042

モデル4070 トランスポーター シルバーJ

アルミ

15

ピロー モデル359-P

救急用ストレッチャー

MRI 用機器● サイドアーム、マットレス、ピローが付属しています。

病院間搬送ストレッチャー

モデル12-9

モデル5-13● ストレッチャー モデル4070用ファスナーです。

担架としても使用できます。
● トランスポーターから取り外し、ストレッチャー付属品● ブレーキペダルを改良し、操作性を向上させました。

救急用ストレッチャー● 固定用ベルトは別売。

● トランスポーターのオペレーター側（操作側）のリリースハンドルは赤、ローティング側（車両側）は黒に色分けし、識別しやすくしました。

傷病者搬送器材

製品コード

製品名021511052

モデル5-13 ファスナー

021413017

モデル430-2Ｐ ベルト ブラック021511051

モデル513 ガートル架

ガートル架：モデル513 （オプション）● 高さを調節し、点滴のスピードを調節できます。
● 使用しない時は、倒して格納できます。

損傷部位固定具

オプション品

災害用器材

ベルト：モデル430-2P（オプション）
強度の高いナイロン織りのため、傷病者をストレッチャーに確実に固定できます。バックル部はスチール製とプラスチック製の２種類あります。

16ストレッチャー付属品

MRI 用機器

ペイシェントシールド
モデル101256

飛沫の拡散を最小限に抑え、感染対策をサポートするシールドです。雨覆いとしても使用できます。
マジックテープで簡単にストレッチャーに取り付けることができます。
収納ケースが標準装備されており、使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。

病院間搬送ストレッチャー
収納ケース
救急用ストレッチャー

標準装備品
商品コード0211100031

ストレッチャー付属品

マットレスカバー

収納ケース
材質

品名
モデル101256 ペイシェントシールド

PVC

対象モデル
スカッドメイト モデル 9304
エクスチェンジ モデル 4155
モンディアル モデル RS-J
モデル12-9

ファーノ製ストレッチャーのマットレスに適合した単回使用のカバーです。
両サイドがポケット状に縫製されており、座位にしてもずれる心配がありません。
傷病者を載せたままスライドさせ、ベッドに移し替えができます。

傷病者搬送器材● ディスポーザブルのため、感染防止に貢献します。
● ALCF600は、撥水性があり、血液や体液の浸透を抑制します。
● ALCF700は、防水加工がされており、水分の浸透を防ぎます。

災害用器材
損傷部位固定具

17

商品コード

品名

寸法（mm, WxDxH）

材質

入り数

022031001

モデルALCEF600
マットレスカバー

1820 x 760mm

ポリプロピレン

50022031002

モデルALCEF700
マットレスカバー

1820 x 760mm

ポリプロピレン

50022031008

モデルALCEF600P
マットレスカバー ロング

1970 x 760mm

ポリプロピレン

50022031009

モデルALCEF700P
マットレスカバー ロング

1970 x 760mm

ポリプロピレン50

ストレッチャー付属品

強度の高いナイロン織りのため、傷病者をストレッチャーに確実に固定できます。バックル部はスチール製とプラスチック製の２種類あります。

品名

材質

カラー

モデル430-1P ベルト

ナイロン、スチール

オレンジ

021413003

モデル430-2P ベルト

ナイロン、スチール

オレンジ

021413006

モデル430P-1P ベルト プラスチックタイプ

ナイロン、プラスチック

オレンジ

021413018

モデル430-1P ベルト

ナイロン、スチール

ブラック

021413017

モデル430-2P ベルト

ナイロン、スチール

ブラック

ナイロン、
プラスチックブラック

救急用ストレッチャー

特殊なビニール素材を使用した、感染対策をサポートするストラップです。血液や体液が浸透せず、洗浄が容易に行えます。
バックルの材質は、スチール製とプラスチック製の2種があります。

ストレッチャー付属品

スタンダードモデル● メインストレッチャー用です（画像は2P）。

● ハイテク バックボード モデル2010、ス
クープ
ストレッチャー モデル65EXLに適合しています。

品名

材質030548010

ベルト バイオセーフ 1P メタルバックル

ナイロン、スチール

030548011

ベルト バイオセーフ 2P メタルバックル

ナイロン、スチール

030548012

ベルト バイオセーフ クリップ付 メタルバックル

ナイロン、
スチール

030548013

ベルト バイオセーフ クリップ付プラスチックバックル

ナイロン、
プラスチック

4点支持のハーネスタイプのストラップです。傷病者の上方への動きを抑制します。心電図等、救急処置の妨げになる場合は、2点での固定も可能です。

災害用器材

ショルダーハーネス
モデル417-1

商品コード

傷病者搬送器材

クリップ付きモデル

病院間搬送ストレッチャー

商品コード021413001

0214130090 モデル430P-2P ベルト プラスチックタイプ

バイオセーフ ストラップ

MRI 用機器

ベルト モデル430

主材質はナイロン織りで、バックル部分はスチール製です。

品名

材質021411012

モデル417-1 ショルダーハーネス オレンジ

ナイロン、スチール0214110121

モデル417-1 ショルダーハーネス ブラック

ナイロン、スチール

損傷部位固定具

商品コード18傷病者搬送器材

MRI 用機器

ネオメイト

調節可能な5点式ハーネス・システムにより、傷病者をしっかりと固定し、安全な搬送に貢献します。
頭部のパッドにより、乳児の頭を安定させます。

病院間搬送ストレッチャー
救急用ストレッチャー● 3本のストラップでストレッチャーに装着し、乳児の傷病者の搬送に使用します。
● 対象は、体重2.3-6.4kgです。

● コンパクトに丸めて収納でき、容易に展開できます。収納時は、長さが330mmまで短縮します。

● 材質は、無害のビニール製です。使用後の消毒も容易に行えます。

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材

ペディメイト プラス
モデル678

商品コード

品名

寸法（LxWxH, mm）

重量（kg）

030440006

ネオメイト

533x266x88

1.18

4.5kgから45kgの子供を5点支持のハーネスでストレッチャーに固定し、安全な搬送をサポートします。

災害用器材● バックル式のため、素早くストレッチャーに取り付ける事ことできます。
● 全てのファーノ製ストレッチャーに適合しています。

損傷部位固定具

19

商品コード

品名

寸法（LxW, mm）

重量（kg）

材質021617006

モデル678
ペディメイトプラス

900x480

1.6

ビニール（無害性）

傷病者搬送器材

ストレッチャーに設置し、新生児・小児を固定して搬送することができます。
対象となる傷病者の体重は約1-7kgです。

MRI 用機器

ベビーボードモデル676

病院間搬送ストレッチャー● ベルトは本体に縫い付けられており、傷病者を素早く固定することができます。

● 内寸が 60cm 以上の保育器と併用する事ができます。

救急用ストレッチャー● 内蔵されたカフを膨らませ、新生児・小児をニュートラル /エアウェイポジション搬送することができます。
にて固定、● 放射線透過性があります。

品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg）

材質021617003

モデル676
ベビーボード580 x 280 x 202.6

コーデュラナイロン

ストレッチャー付属品

商品コード

傷病者搬送器材
災害用器材
損傷部位固定具

20

傷病者搬送器材

MRI 用機器

スクープストレッチャー
モデル 65EXL

左右に本体を分離させ、傷病者をすくい上げる構造のストレッチャーです。
傷病者と接する箇所は、エックス線透過性があるポリマー樹脂です。

病院間搬送ストレッチャー● 左右に本体を分離させ、傷病者をすくい上げるため、傷病者の動きを抑え、二次障害の危険性を抑制します。

救急用ストレッチャー● 高密度ポリエチレン製のため、血液や体液等が内部へ浸透するのを防ぎ、洗浄も容易に行えます。

ストレッチャー付属品
傷病者搬送器材● 左右に分割するヒンジ部は、ツインロック機構になっており、傷病者の荷重が掛かった状態でも脱着が容易に行えます。

● 二つに折り畳んでコンパクトに収納する事ができます（折り畳み時は、長さが1200mmまで短縮）。

● 傷病者の体型に合わせて４段階の長さ調節が行えます。

● ピン付きとピン無しの2種類あります。
ピンには、スピードクリップ式のベルトを取り付けることができます。

スクープエキスパンダー

スクープハーネス● 体の大きい傷病者に対応する際に設置し幅を10cm拡張することができます。

● 担架等に取り付け、体全体で荷重を支えることができ、長距離搬送での安定性が向上します。

● 耐荷重は、取付前・後とも227kgです。

（3本）
標準装備品 本体、ベルト
災害用器材

商品コード

品名

寸法（WxDxH, mm）

重量（kg） 耐荷重（kg） 材質

021615008

モデル65EXL スクープ
エクセルストレッチャー

最長：2020x440x70
最短：1650x440x70

8.9227

高密度
ポリエチレン

021615010

モデル65EXL スクープ
エクセルストレッチャー ピン付

最長：2020x440x70
最短：1650x440x70

8.9227

高密度
ポリエチレン

オプション品
損傷部位固定具

商品コード

品名030231003

スクープ エキスパンダー キット #65EXLシリーズ用

021318004

モデル385-C 収納袋 #65/#65EXL用

030548012

ベルト バイオセーフ クリップ付 メタルバックル

030548013

ベルト バイオセーフ クリップ付プラスチックバックル

030227202

ショルダーパッド スクープハーネス用 2入

05204805

スクープハーネス

21

傷病者搬送器材

傷病者搬送用のバックボードです。浮力があるため、水難救助にも使用できます。

ABS樹脂製のため、血液や体液等が内部へ浸透する事を防ぎ、洗浄も容易に行えます。
● スピードクリップ用のピンは非金属製のため、X線撮影時のハレーションを抑制します。

MRI 用機器

ハイテク バックボード
モデル2010● 頭部側には、ヘッドイモビライザー取付用のスロットが装備されています。
● 足部側は傷病者の身体の下に挿入しやすい、テーパー形状になっています。
病院間搬送ストレッチャー
救急用ストレッチャー

モデル436-IM（オプション）

モデル436-IP（オプション）● スピードクリップ式のため、バックボードへの脱着が素早く容易に行えます。

● スピードクリップ式のため、バックボードへの脱着が素早く容易に行えます。

● 1本2ピース。
3本セット（専用収納ケース付）。

● 1本2ピース。

● 1本2ピースです。

● バックルは金属製です。

● バックルは金属製です。

● バックルは、プラスチック製です。

製品名021210004

モデル2010 バックボード 1830 x 410 x 45

オプション品寸法（LxWxH, mm）

重量（kg）

耐荷重（kg）

5.9

159

製品名

021413011

モデル436-BK ストラップセット #2010用

021413019

モデル436- IP ストラップ プラスチックタイプ #2010用

021413020

モデル436-IM ストラップ メタルタイプ #2010用

030548012

ベルト バイオセーフ クリップ付 メタルバックル

030548013

ベルト バイオセーフ クリップ付プラスチックバックル

材質

ABS樹脂

災害用器材

製品コード

傷病者搬送器材

製品コード

ストレッチャー付属品

モデル436-BK（オプション）● スピードクリップ式のため、バックボードへの脱着が素早く容易に行えます。

損傷部位固定具22

傷病者搬送器材MRI 用機器

レスキューシート
モデル44

4 箇所の持ち手をつかんで、傷病者を搬送することができる救助用シートです。
ビニールコーティングされたナイロン織りのため、メンテナンスが容易に行えます。
操作性● ストレッチャーのフレームに収納ケースをマジックテープで取り付けておくと、素早く展開することができます。

病院間搬送ストレッチャー● コンパクトに折り畳んで収納しておくことができます。

標準装備品

製品名

寸法

重量

最大荷重（kg）

折畳み時の寸法材質

021414001

モデル44
レスキューシート(WxDxH, mm) （kg）
430 x 480 x 4801159

470 x 190 x 50

ナイロン

救急用ストレッチャー
ストレッチャー付属品

ペディスリープ
モデル677

収納袋

製品コード(WxDxH, mm)

ハイテクバックボード モデル 2010に小児の傷病者（体重5kg-27kg）を固定する際に使用します。
専用の収納服袋に入れて、コンパクトに収納できます。

傷病者搬送器材● 本体に縫い付けられたベルトで傷病者を確実に固定します。
災害用器材● 内蔵されたエアバッグをカフで膨らませ、傷病者を仰臥位にして固定する事ができます。
● 三日月形のヘッドブロックにより、頭部を保護しながら固定します。

標準装備品

損傷部位固定具

23

固定ベルト、ヘッドブロック、カフ、収納袋

商品コード

品名

寸法（WxDxH, mm） 重量（kg） 収納時の寸法 (WxDxH, mm）

021617004

モデル677
ペディスリーブ

1010 x 500 x 25

1.7

500 x 200 x 220

損傷部位固定具

頚椎固定用イモビライザーです。
装着は、2名以上で行ってください。
傷病者に適したサイズを確認できるよう、色分けされたサイズ認識ラベルが前面にあります。
装着後でも頚動脈の触診が行うことができます。
X線、MRI下でも干渉することなく、使用できます。

● 後頭部の高は、15.5cm 、18cm 、19.5cm の３段階で調節できます。

製品名

モデル449-J
021414005
ウィズロック

重量（g） 入り数

医療機器届出番号

200 x 500 x 70

160

13B1X00226000007

3

バックボードやスクープストレッチャーと併用し、傷病者の頭部を固定することができます。
耳の部分は問診の妨げにならないよう、開口部を設けています。
装着は、2名以上で行ってください。

ストレッチャー付属品

ヘッドイモビライザー
モデル445/445-SP

寸法 (WxDxH, mm)

救急用ストレッチャー

製品コード

病院間搬送ストレッチャー● 傷病者の頚部の高さに合わせて、顎部は約 12cm から16cm 間で無段階調節ができます。

MRI 用機器

ファーノウィズロック
モデル449-J

傷病者搬送器材● スクープストレッチャー用のヘッドイモビラ
イザーです。

● ファーノ ウィズロック モデル449-Jの頚椎カラーの併用が可能です。

● ファーノ ウィズロック モデル449-Jの頚椎カラーの併用が可能です。

● フォームラバーにビニールコーティングが施されているため、メンテナンスが容易に行えます。

● フォームラバーにビニールコーティングが施されているため、メンテナンスが容易に行えます。

製品コード

製品名

寸法 (WxDxH, mm)

医療機器届出番号

021414009

モデル445-SP
ヘッドイモビライザー

250 x 390 x 150

13B1X00226000033

021414004

モデル445
ヘッドイモビライザー

250 x 390 x 150

13B1X00226000010

損傷部位固定具

モデル445-SP

モデル 445-SP● バックボードと併用し、傷病者の頭部を固定することができます。

災害用器材

モデル445モデル 44524

損傷部位固定具

SAMペルビック
スリングⅡ

骨盤骨折の患者を医療機関へ搬送する際、非侵襲的に骨盤を固定する一体型のデザインのベルトです。
X線透過性の素材のため（バックルのバネを除く）、装着したたままX線撮影、CTスキャンを行うことができます。3テスラ以下のMRIでの使用が可能です。 S、Mの2サイズがあるため、患者に適したサイズを選択できます。

• 150Ｎに達するとオートストップバックルが作動して突起が出ます。その後、ベルクロを使用して固定します。
• 前方は幅が狭いテーパーデザインのため、装着したまま尿道カテーテル、画像ガイド下での処置、腹部手術を行うことができます。
• 裏側は低摩擦性の素材を採用しているため、重度の外傷の患者への装着をサポートします。

クリックスプリント
モデル150

25

商品コード

品名

寸法（cm）

医療機器届出番号

030216006

SAMペルビック
スリングⅡ Sサイズ

169-114

13B1X00226000040

030216007

SAMペルビック
スリングⅡ Mサイズ

81-127

13B1X00226000040

使用後は消毒し、再使用可能な損傷部位固定具です。
内部がアルミ製のため、損傷部位の形状に合わせて調節できます。
X線、MRI下でも干渉することなく、使用できます。
製品コード

製品名

寸法

重量

材質

021115001

モデル150
クイックスプリント

910 x 110 x 4

140

ウレタン
13B1X00226000017
フォーム、アルミ(LxWxH, mm) （kg）

医療機器届出番号

26

製造販売元 ファーノ・ジャパン・インク〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル4F

TEL 03-5820-4649 FAX 03-5820-4669

www.ferno-jp.com
製品のご使用にあたっては、製品に付属の、取扱説明書を必ずお読みください。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

2024年7月改訂