ガスクロマトグラフィー

キャピラリーカラム
アプリケーションデータ集

ULBON シリーズ
キャピラリーカラムはパックドカラムに比べて試料の拡散が少なく、また、その通気性の良いことから非常に高い分離能を示します。1980年頃にフューズドシリカチューブにポリイミド樹脂を被覆したキャピラリーカラムが開発され、そのシリカ表面の不活性さ、取扱いの容易さにより、さらに高分離・高感度で分析が可能となりました。
弊社ではすべての試料の分析に対応できるように、化学結合タイプをはじめとする種々のカラムを取り揃えています。

キャピラリー製品リスト
HR (化学結合タイプ)
フューズドシリカ

WCOT (コーティングタイプ)

不活性処理済ステンレス

フューズドシリカ

ステンレス

ULBON HR-1
ULBON HR-52
汎用タイプ

ULBON HR-17
ULBON HR-1701
ULBON HR-20M
ULBON HR-SS-10専用タイプ

ULBON HR-TGC1ULBON SPX-1

ULBON ALPhen

ULBON HR-Thermon-3000B

ULBON DMN 267

ULBON HR-Thermon-600T

ULBON PLCULBON HR-Thermon-HG

ULBON Xylene Master
ULBON Advance-DS
ULBON FFAP

不活性処理済ステンレスカラムは弊社独自の技術により、内面を不活性化処理を施したカラムです。
ULBONは弊社のキャピラリーカラムの総称です。
ULBON HRは化学結合層タイプの総称です。
名称

タイプ

ULBON
HR シリーズ

化学結合層

ULBON シリーズ

WCOT

各液相

(Wall Coated Open Tubular)

特 徴

材 質

固定相液体の分子間の架橋とキャ
ピラリー内面との化学的結合をした
カラム

ポリイミドコートフューズドシリカ

キャピラリー内面に固定相液体を
コーティングしたカラム

ポリイミドコートフューズドシリカ

不活性化処理済ステンレスステンレスULBON HR シリーズ
現在、当社ではULBON HRシリーズとして汎用タイプ、 専用タイプ合わせて１０種類の液相をラインアップ、さらに各種の内径、膜厚を取り揃えています。

■特 長
1. カラム内面不活性度が抜群です。（高定量分析）
確実な内面処理法により、カラム内面の吸着活性点はほとんど完全に除去されているため、遊離酸や遊離アミンなどの非常に吸着されやすい物質はほとんど吸着することなく溶出します。

2. 液相のはく離・溶出現象がありません。（高感度分析）
HRシリーズカラムでは、確実な化学結合により液相のはく離・溶出現象はほとんど見られません。そのため高感度分析が可能です。

3. 最高使用温度が高くなっています。
WCOT型と比較して約70 ℃最高使用温度が上昇し、HR-20M (PEG-20M相当)で240 ℃、シリコン系のHRシリーズカラム
で 330 ℃となっています。 (HR-1701, HR-17は除く）

2

ULBON HRシリーズ
汎用キャピラリーカラム
汎用キャピラリーカラムは、一般に使用されている無極性から強極性の液相をカラム内面に化学結合したキャピ
ラリーカラムです。

ULBON HR-1

(OV-1, OV-101 相当)

ULBON HR-52(SE-52 相当)

ULBON HR-17(OV-17 相当)

ULBON HR-1701 (OV-1701 相当)
ULBON HR-20M(PEG-20M 相当)

専用キャピラリーカラム
専用キャピラリーカラムは当社が開発いたしましたオリジナル液相をコーティングすることにより、汎用タイプよりさらに高感度・高分離・高定量性を可能にしたキャピラリーカラムです。ここに各種製品をまとめてご紹介いたします。

1. 脂肪酸メチルエステル専用■ ULBON HR-SS-10■ ULBON HR-Thermon-3000B
近年、脂肪酸メチルエステルのキャピラリーカラムによる分析は、 生化学分野において重要な分析手段として広く行われるようになってきました。 特にcis、trans異性体、位置異性体の分離は、脂肪酸エステルの分析には欠かせないものです。当社では、脂肪酸エステル専用キャピラリーカラムとして ULBON HR-SS-10、ULBON
HR-Thermon-3000B * の2種類をご用意いたしております。
* ULBON HR-Thermon-3000Bは、従来品のULBON HR-Thermon-3000Aに改良を加えた、より安定な高性能、高分離カラムです。

2. 精油・香料類専用■ ULBON HR-Thermon-600T
精油、香料の分析ではキャピラリーガスクロマトグラフィーを利用することは不可欠のものとなっています。
その主成分は、テルペンと呼ばれる(C5H8)n の分子式をもつ鎖式または環状の炭化水素とその誘導体で、化学的に不安定なアルコール、アルデヒド、ケトンなどです。このような主成分をもつ精油、香料のキャピラリーガ
スクロマトグラフィー分析には、特にカラム内面の不活性度が抜群で、高感度・定量分析が可能な安定した高分
離能キャピラリーカラムが要求されます。
当社では、精油香料類専用キャピラリーカラムとしてULBON HR-Thermon-600T をご用意いたしております。

3. 有機水銀（メチル、エチル水銀）トリブチルスズ分析専用■ ULBON HR-Thermon-HG
公害関連物質として、すでに規制されています有機水銀および近年、有害物質として、漁網の防汚剤、船底塗料に使用されているトリブチルスズの分析に最適なキャピラリーカラムです。
塩化トリ-n-ブチルスズ、アルキル水銀の分析は、パックドカラムでは吸着現象のため定量値の再現に欠けます
が、ULBON HR-Thermon-HGは、吸着現象はきわめて少なく、定量値の再現性、高感度分析も可能です。 特に、塩化トリ-n-ブチルスズの分析にはパックドカラムと比較して分解、吸着現象は少なく、優れた分析能を示します。

4. トリグリセライド分析専用（不活性化処理済耐熱キャピラリーステンレスカラム）■ ULBON HR-TGC１
キャピラリーカラムは、内面が高純度な石英管に外面をポリイミドでコーティングしたフューズドシリカカラムが一般的に使用されています。しかし、350℃以上の高沸点試料の分析には高温に耐えられず、 また折れやすいという欠点がありました。この欠点を補う為、高温用ポリイミド被覆カラムや、外面にアルミコーティングしたカラムもありますが、 380℃以上の耐熱や、操作中に折れやすい欠点は、完全には改良されていませんでした。
弊社では、これらの高温分析に対応するカラムとして、キャピラリーステンレスカラムの内面を完全に不活性化処理し、フューズドシリカ と同等以上の性能を持つ内面不活性カラムを発売いたしました。外径 0.5 mm φ
内径0.25mmφのステンレスカラムを使用しており、400℃以上の耐熱、機械的強度に十分耐用できるものです。
ULBON HR TGC-1は、この不活性化処理済耐熱キャピラリーステンレスカラムを利用した高温分析用キャピラ
リーカラムです。
3

ULBON シリーズ
5. アルキルフェノール類分析専用■ ULBON ALPhen
従来、ガスクロマトグラフィーでは分離不十分のため、 分析が困難とされてきましたクレゾール、キシレン、 エ
チルフェノールなどのアルキルフェノール化合物の異性体が完全に分離できます。
1. 特に、2,4-キシレノール、2,5-キシレノールが分離し、キシレノール全異性体(6成分)が完全に分離します。
2. クレゾール、エチルフェノールの異性体の分離が良好です。
ULBON ALPhen はアルキルフェノール類の分離に優れた性能を示し、 最適の分析を提供できます。

6. 2,6-、2,7-ジメチルナフタレン分析専用■ ULBON DMN267
ジメチルナフタレン(DMN)10種類のうち、特に物理的、 化学的性質が近似している 2,6-DMN、2,7-DMN の分離を目的としたWCOTタイプの専用キャピラリーカラムです。
ULBON DMN267は次のような特長があります。
1. 耐熱温度は160℃です。また、安定的に使用できます。
2. カラム寿命が長いです。

7. ジメチルナフタレン異性体分析専用■ ULBON PLC
高純度の2,6-ジメチルナフタレン(DMN)は、耐熱性、 高強度を要求される樹脂の原料として脚光を浴びるようになってきました。 しかし、DMNには10種類の異性体があり、なかでも 2,7-DMN とはその物理的・化学的性質が酷似しているため、ガスクロマトグラフィーにおいて、 その分離が困難とされていました。弊社では DMN の全
異性体の完全分離ができるキャピラリーカラムとして ULBON PLC を開発しました。
ULBON PLC キャピラリーカラムは、特殊な液晶を液相としてコーティングしています。 液相としての使用温度
範囲（液晶発現）は150～160 ℃で、 カラムオーブン温度を適正にコントロールすることにより、特に 2,7-、1,3-、
2,6-DMN の微細な分離ができます。
より長く、高分離をしていただくため次の点にご注意ください。
1. 分析は効率よく行い、カラムの使用時間をできるだけ短くしてください。
2. 夜間など一時的に分析を中断される時は、キャリヤーガスを流したままでカラムオーブン温度を50℃以下にするか、または装置を停止してください。
3. キャリヤーガスはヘリウムより窒素の方が分離や検出感度の点において優れています。

8. キシレン異性体分析専用■ ULBON Xylene Master1. Xylene Masterはキシレンの異性体に対して約1.1と大きな相対保持値を有しているため優れた分離能を示します。
2. 液相自身大きなカラムキャパシティーを有し、フューズドシリカによる吸着活性もきわめて少ない結果、
数 ppm の微量分析が可能です。
3. 最高使用温度は160℃です。一般の分析に使用されているフタル酸エステル系液相のカラムよりも耐熱性は向上しています。そのため、より沸点の高いアルキルベンゼン異性体の分析にも適用できます。

■ ULBON SPX-1 (SUS)
1. パラキシレン (p-Xylene) 中の不純物 (例えば m-Xylene, Cumeneなど) の分離分析専用です。
2. ハロゲン化フタル酸エステル構造をもった液相からなるWCOT型ステンレススチール (SUS) キャピラリー
カラムです。
3. p-Xylene 中の m-Xylene の分離分析は、通常のGC分析では p-Xylene が先に溶出するため、キャピ
ラリーカラムでも非常に難しい分析とされています。特に微量の m-Xylene の分析はきわめて困難とされています。SPX-1 は、微量 m-Xylene が主成分の p-Xylene の前に溶出します。そのため定量分析も
可能です。

4

ULBON シリーズ
■仕 様
ULBON HRシリーズ (汎用タイプ)
品名

液相

極性

最高使用温度

ジメチルシリコン樹脂

無

330℃

一般汎用分析

5％フェニルメチルシリコン

微

330℃

一般汎用分析

HR-1(OV-1, OV-101 相当)
HR-52(SE-52 相当)
HR-17

50％フェニルメチルシリコン(OV-17 相当)
HR-1701

14％シアノプロピル(OV-1701相当)

フェニルメチルシリコン

300℃
薬物、糖類、TMS誘導体、フェノール類、ステロイド類、溶剤

中280℃

HR-20M
強

240℃

極性

最高使用温度ポリエチレングリコール(PEG-20M 相当)

用途

一般分析、極性化合物、エステル、ケトン、
アルコール類ULBON HRシリーズ (専用タイプ)
品名

液相

HR-SS-10

ニトリルシリコン

強220℃/230℃

HR-Thermon-3000B

フタル酸エステル

強220℃/230℃

HR-Thermon-600T

フタル酸エステル

強

240℃

強

160℃

HR-Thermon-HG

アルキレングリコール
フタル酸エステルポリマー

HR-TGC1

フェニルメチルシリコン

最高使用温度

360℃/390℃

微

160 ℃

アルキルフェノール

DMN 267160 ℃

ジメチルナフタレン(2,6-DMNと2,7-DMNの分
離)

PLC

160 ℃

ジメチルナフタレン全異性体の分離

Xylene Master

160 ℃

キシレンの異性体の分離

Advance-DS

220 ℃

脂肪酸メチルエステル

FFAP

180 ℃

低級遊離脂肪酸

(特にC1=18,C2=18の幾何異性体)
脂肪酸エステル専用(特にC20の不飽和の分析)
精油、香料
メチル水銀、エチル水銀、トリグリセライドULBON WCOT シリーズ (SUS)

用途

ALPhen脂肪酸エステル専用

トリブチルスズULBON WCOTシリーズ (オリジナル)
品名

用途

品名
SPX-1

5

最高使用温度
110 ℃

用途
キシレンの異性体の分離

ULBON シリーズ
価 格 表
ULBON HRシリーズ (汎用タイプ)
内径
品名
HR-1

膜厚

価格(円)

品名

内径

膜厚

長さ

(mm)

(μm)

(m)

0.2

0.25

25

69,00050

127,000

25

69,000

価格(円)

(mm)

(μm)

(m)

0.2

0.25

25

69,000HR-52

50127,000(SE-52 相当）

25

69,000330℃

3077,00030

77,00050

127,000

50

127,000

25

69,00025

69,00030

77,00030

77,00050

127,000

50

127,000

25

69,00025

69,00030

77,00030

77,00050

127,000

50

127,000

25

75,00025

75,00030

88,00030

88,00050

130,00050

130,000

25

75,00025

75,00030

88,00030

88,00050

130,00050

130,000

25

75,00025

75,00030

88,00030

88,00050

130,00050

130,000

25

75,00025

75,00030

88,00030

88,00050

130,00050

130,000

15

61,00015

61,00030

99,00030

99,00015

61,00015

61,00030

99,00030

99,00015

61,00015

61,00030

99,00030

99,00015

61,00015

61,00030

99,00030

99,000(OV-1,OV-101相当)
330℃

長さ

0.25

0.15

0.25

0.5

0.32

0.15

0.25

0.5

1

0.53

1

2

3

5

0.25

0.15

0.25

0.5

0.32

0.15

0.25

0.5

1

0.53

1

2

3

5

6

ULBON シリーズ
価 格 表
ULBON HRシリーズ (汎用タイプ)
内径
品名

HR-17

膜厚

価格(円)

膜厚

長さ

(mm
)

(μm)

(m)

0.2

0.25

25

69,00050

127,000

25

69,000

価格(円)

(μm)

(m)

0.25

0.25

25

69,000HR-20M50

127,000(PEG-20M 相当）

25

69,000240℃

50127,000

30

77,00025

69,00050

127,000

30

77,00025

69,00050

127,000

30

77,00025

69,00050

127,000

30

77,00025

69,00050

127,000

30

77,00025

69,00050

127,000

30

77,00025

75,00050

127,000

30

88,00025

75,00050

130,000

30

88,00025

75,00050

130,000

30

88,00025

69,00050

130,000

30

88,00025

75,00050

130,000

30

88,00025

75,00050

130,000

30

88,00025

75,00050

130,000

30

88,00025

75,00050

130,000

30

88,00015

61,00050

130,000

30

99,00015

61,00015

61,00030

99,00030

99,00015

61,00015

61,00030

99,00030

99,00015

61,00015

61,00030

99,00030

99,00015

61,00030

99,0000.2

0.25(OV-1701 相当）
280℃

内径
品名

(mm)

(OV-17 相当）300℃
HR-1701

長さ

0.25

0.15

0.25

0.5

0.32

0.15

0.25

0.5

1

0.53

1

2

3

5

0.25

0.15

0.25

0.5

0.32

0.15

0.25

0.5

1

0.53

1

2

3

5

7

ULBON シリーズ
価 格 表
ULBON HRシリーズ (専用タイプ)
内径
品名
HR-SS-10

価格

内径

長さ

価格

(mm)

(m)

(円)

0.25

25

69,00030

82,00050

126,000

0.53

15

75,0000.25

30

59,000

内径
(mm)

長さ
(m)

価格(円)

0.32

50

69,0000.25

25

69,000

Advance-DS

0.25

30

77,000

220 ℃

0.25

50

126,000

品名

(mm)

(m)

(円)

0.25

25

69,000HR-Thermon-600T

30

83,000240 ℃/240 ℃

50

127,000

220 ℃/ 230 ℃

0.53

HR-Thermon-3000B

長さ

0.25

220 ℃/ 230 ℃

0.32

0.53

25

79,000HR-Thermon-HG

30

91,000160 ℃

50149,000*HR-TGC1

25

69,000360 ℃/ 390 ℃

30

83,00050

127,000

25

77,00030

88,00050

143,000

15

66,00030

108,000ULBON WCOTシリーズ (オリジナル)
内径
(mm)

長さ
(m)

価格(円)

液相名

ALPhen0.2

50108,000

Xylene Master

160 ℃

0.32

50

132,000

160 ℃

0.2

50

198,000

液相名

DMN 267
160 ℃
PLC

0.25

160 ℃

50

180,000ULBON WCOTシリーズ (SUS)
液相名
SPX-1
10～110 ℃

内径
(mm)
0.25

長さ
(m)

価格(円)

60

107,80090

140,800

8

Applications directory

Applications

ページ

Hydrocarbons (炭化水素)…

10

Organic Solvents (有機溶剤)…

18

Alcohols (アルコール)…

22

Triglyceride (トリグリセライド)…

23

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)…

24

Perfume (香水)…

31

Flower fragrance using NeedlEx for organic solvent (花の香気成分)…

32

Food flavor using NeedlEx for organic solvent (食品の香気成分)…

34

Steroids (ステロイド)…

35

Environmental Pollutants (公害汚染物質)…

37

Others (その他)…

41

Application Index…

42

Product Index

…

51

9

Hydrocarbons (炭化水素)
Paraffin wax (m.p. 68 ～ 70 ℃)(パラフィンワックス)
1. n-Hexacosane (C26)
2. n-Hexatriacontane (C36)2

1Column : ULBON HR-1 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.15μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 6 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 53 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.74 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Paraffin wax (m.p. 48 ～ 50 ℃)(パラフィンワックス)
1. n-Eicosane (C20)
2. n-Pentacosane (C25)21Column : ULBON HR-1 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.15μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 6 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 53 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.74 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

10Hydrocarbons (炭化水素)
Paraffin wax (m.p. 68 ～ 70 ℃)(パラフィンワックス)
1. n-Hexacosane (C26)
2. n-Hexatriacontane (C36)2

1Column : ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.15μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 6 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 56 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.7 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Paraffin wax (m.p. 48 ～ 50 ℃)(パラフィンワックス)
1. n-Eicosane (C20)
2. n-Pentacosane (C25)21Column : ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.15μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 6 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 56 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.7 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

11Hydrocarbons (炭化水素)
Regular gasoline(レギュラーガソリン)
1

2

3

5
7

10

4

1. n-Pentane (n-C5)
2. n-Hexane (n-C6)
3. Benzene
4. iso-Octane (iso-C8)
5. Toluene
6. Ethylbenzene
7. m, p-Xylene
8. o-Xylene
9. m-Ethyltoluene
10. 1,2,4-Trimethylbenzene

986Column : ULBON HR-1 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 60 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 200 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.75 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

Aromatic hydrocarbons in Regular gasoline(レギュラーガソリン中の芳香族炭化水素)

25

1. Benzene
2. Toluene
3. Ethylbenzene
4. p-Xylene
5. m-Xylene
6. iso-Propylbenzene
7. o-Xylene
8. n-Propylbenzene
9. p-Ethyltoluene
10. m-Ethyltoluene
11. o-Ethyltoluene
12. 1,2,5-Trimethylbenzene
13. 1,2,4-Trimethylbenzene
14. 1,2,3-Trimethylbenzene
15. Naphthalene

13

10

7
9
1

3

4

11
12
8

14

6

15

Column : ULBON HR-20M 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 50 ℃ ～ 180 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 200 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.04 mL/min
Sample Volume: 0.2 μL

12Hydrocarbons (炭化水素)
Premium gasoline(プレミアムガソリン)

1

4

5

9

10

3

1. n-Pentane (n-C5)
2. n-Hexane (n-C6)
3. Benzene
4. iso-Octane (iso-C8)
5. Toluene
6. Ethylbenzene
7. m, p-Xylene
8. o-Xylene
9. m-Ethyltoluene
10. 1,2,4-Trimethylbenzene

7
2
8
6

Column : ULBON HR-1 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 60 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 200 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.75 mL/min
Sample Volume: 0.5μL

Aromatic hydrocarbons in Premium gasoline(プレミアムガソリン中の芳香族炭化水素)

2

1. Benzene
2. Toluene
3. Ethylbenzene
4. p-Xylene
5. m-Xylene
6. iso-Propylbenzene
7. o-Xylene
8. n-Propylbenzene
9. p-Ethyltoluene
10. m-Ethyltoluene
11. o-Ethyltoluene
12. 1,2,5-Trimethylbenzene
13. 1,2,4-Trimethylbenzene
14. 1,2,3-Trimethylbenzene
15. Naphthalene

13

10

5

7

3

9

11

4
12
8

1

14

6

15

Column : ULBON HR-20M 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 50 ℃ ～ 180 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 200 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.04 mL/min
Sample Volume: 0.2 μL

13Hydrocarbons (炭化水素)
Polycyclic aromatic hydrocarbons(多環芳香族炭化水素)

1

2

3

9
4

8

6
5

10

14
11

7

13
12

1. Naphthalene
2. Biphenyl
3. Fluorene
4. Phenanthrene
5. Anthracene
6. o-Terphenyl
7. Fluoranthene
8. Pyrene
9. m-Terphenyl
10. p-Terphenyl
11. Chrysene
12. 4,5-Benzpyrene
13. 1,2-Benzpyrene
14. Perylene

Column : ULBON HR-1 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.68 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Styrene monomer (10ppm) in DMF(DMF中のスチレンモノマー)

8

1
3
2

4
5 6

7

Column : ULBON HR-20M 30 m x 0.53 mm I.D. df = 5.0μm
Column temp : 120 ℃
Injection : 200 ℃ (Direct)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 10 mL/min
Sample Volume: 0.5μL

14

1. Benzene
2. Acrylonitrile
3. Toluene
4. Ethylbenzene
5. iso-Propylbenzene
6. n-Propylbenzene
7. Styrene
8. N,N-DimethylformamideHydrocarbons (炭化水素)
Dimethylnaphtalene (DMN) mixture(ジメチルナフタレン (DMN) 混合物)
1. 2-Methylnaphthalene
2. 1-Methylnaphthalene
3. 1-Ethylnaphthalene
4. 2-Ethylnaphthalene
5. Diphenyl
6. 1,7-DMN
7. 2,7-DMN
8. 1,3-DMN
9. 2,6-DMN
10. 1,6-DMN
11. 1,4-DMN
12. 1,5-DMN
13. 2,3-DMN
14. 1,2-DMN
15. 1.8-DMN

5
8
10

4
6

7

14
9 11
12

13

2
1

15

3

Column : ULBON PLC 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 155 ℃
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 70 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : N2, 0.46 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

2,6-, 2,7-Dimethylnaphtalene(2,6-, 2,7-ジメチルナフタレン)
3

1

5
4
2

7
6
8

Column : ULBON DMN267 50 m x 0.20 mm I.D.
Column temp : 160 ℃
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 70 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : N2, 0.42 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

15

1. 2,6-DMN
2. 2,7-DMN
3. 1,3-DMN
4. 1,4-DMN
5. 1,5-DMN
6. 1,2-DMN
7. 2.3-DMN
8. 1,8-DMN

Hydrocarbons (炭化水素)
Alkyl benzene isomers(アルキルベンゼン異性体)
1. n-Hexane
2. Benzene
3. n-Octane
4. Toluene
5. n-Nonane
6. Ethylbenzene
7. p-Xylene
8. m-Xylene
9. o-Xylene
10. Isopropylbenzene
1

2

3 4
7
6
5

8 9
10

11
12 13

11. Styrene
12. n-Propylbenzene
13. p-Ethyltoluene
14. m-Ethyltoluene
15. o-Ethyltoluene
16. 1,3,5-Trimethylbenzene
17. 1,2,4-Trimethylbenzene
18. 1,2,3-Trimethylbenzene
19. 4-n-Propyltoluene
20. 3-n-Propyltoluene
21. 2-n-Propyltoluene
22. 1,2,3,5-Tetramethylbenzene
23. 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
24. 1,2,3,4-Tetramethylbenzene

14 15
17
19
16
20
18
21

23
22

24

Column : ULBON Xylene Master 50 m x 0.32 mm I.D.
Column temp : 70 ℃ ～ 120 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 29 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 1.4 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Ethylbenzene(エチルベンゼン)
1. Ethylbenzene (99.66 %)2. p-Xylene (2790 ppm)
3. o-Xylene (210 ppm)
1

2

16

12

8

4

3

Column : ULBON Xylene Master 50 m x 0.32 mm I.D.
Column temp : 70 ℃
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 55 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 1.2 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

16Hydrocarbons (炭化水素)
m-Xylenep-Xylene(p-キシレン)(m-キシレン)1. Toluene (90 ppm)
2. Ethylbenzene (1040 ppm)
3. p-Xylene (99.71 %)4. m-Xylene (1210 ppm)
5. o-Xylene (580 ppm)

3

1. Toluene (550 ppm)
2. p-Xylene (1850 ppm)
3. m-Xylene (99.49 %)4. o-Xylene (2630 ppm)
3

4

5

1

2

12

2

8

4

16

4

16

12

8

4

1

Column : ULBON Xylene Master 50 m x 0.32 mm I.D.
Column temp : 70 ℃
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 55 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 1.2 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Column : ULBON Xylene Master 50 m x 0.32 mm I.D.
Column temp : 70 ℃
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 55 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 1.2 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

m-Xylene in p-Xylene(p-Xylene 中の m-Xylene)

o-Xylene(o-キシレン)1. p-Xylene (6780 ppm)
2. m-Xylene (740 ppm)
3. o-Xylene (98.95 %)4. Isopropylbenzene(1320 ppm)
5. n-Propylbenzene (760 ppm)
6. p-Ethyltoluene (190 ppm)
7. m-Ethyltoluene (90 ppm)

3

1

1. Toluene
2. Ethylbenzene
3. m-Xylene
4. p-Xylene
5. iso-Propylbenzene (Cumene)
6. o-Xylene

4
5
7
20

6
16

12

8

4

2

Column : ULBON SPX-1 60 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 80 ℃
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 55 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 1.1 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Column : ULBON Xylene Master 50 m x 0.32 mm I.D.
Column temp : 70 ℃
Injection : 200 ℃ (Sprit ratio: 55 :1)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 1.2 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

17Organic Solvents (有機溶剤)
Solvents(溶剤)

12

1. Methanol
2. Acetone
3. Ethyl Ether
4. Dichloromethane
5. trans-1,2-Dichloroethylene
6. Methyl Ethyl Ketone
7. 2-Butanol
8. Ethyl Acetate
9. Chloroform
10. Tetrahydrofuran

20

3
6

25

7 12
4 10 1121
16
13 17 19
8

24

22

27

15

5

262829

30

31
32

33

36
35

37

34

9
23
14

18

11. 1,2-Dichloroethane
12. 1,1,1-Trichloroethane
13. n-Butanol
14. Carbon Tetrachloride
15. 1,4-Dioxane
16. n-Propyl Acetate
17. Isoamyl Alcohol
18. Active Amyl Alcohol
19. Isoamyl Acetate
20. Toluene
21. Methyl n-Butyl Ketone
22. n-Butyl Acetate
23. Tetrachloroethylene
24. Chlorobenzene
25. Ethylbenzene
26. m-Xylene
27. Cyclohexanone
28. Styrene
29. o-Xylene
30. n-Amyl Acetate
31. 2-Methylcyclohexanol
32. 4-Methylcyclohexanone
33. m-Dichlorobenzene
34. p-Dichlorobenzene
35. o-Dichlorobenzene
36. o-Cresol
37. p-Cresol

Column : ULBON HR-1 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 60 ℃ ～ 120 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 59 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.93 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Solvents
(溶剤)

8

5

3

1. Methanol
2. Ethanol
3. Acetone
4. 1-Propanol
5. n-Hexane
6. Ethyl Acetate
7. Chloroform
8. Benzene
9. Methyl Isobutyl Ketone
10. Toluene
11. Isobutyl Acetate
12. n-Butyl Acetate
13. Ethylbenzene
14. m-Xylene
15. o-Xylene
16. Cellosolve Acetate

14
2

4
10

1

13

6

9

11

15

12
16

7

Column : ULBON HR-52 25 m x 0.32 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 40 ℃ ～ 90 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 71 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.83 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

18Organic Solvents (有機溶剤)
Solvents(溶剤)
12

1. Methanol
2. Acetone
3. Dichloromethane
4. trans-1,2-Dichloroethylene
5. n-Hexane
6. Ethyl Acetate
7. Tetrahydrofuran
8. 1,1,1-Trichloroethane
9. Carbon Tetrachloride
10. Trichloroethylene18
19 21 11. 1,4-Dioxane
12. Methyl Isobutyl Ketone
1720
13. Toluene
14. Methyl n-Butyl Ketone
15. n-Butyl Acetate

13

5

7
3
4 6
12
11
8 10

14

27

25 26

15

29

16. Tetrachloroethylene
17. Chlorobenzene
18. Ethylbenzene
19. p-Xylene
20. Styrene
21. o-Xylene
22. Butyl Cellosolve
23. 1,1,2,2-Tetrachloroethane
24. 3-Methylcyclohexanol(cis, trans)
25. 2-Methylcyclohexanone
26. 4-Methylcyclohexanone
27. m-Dichlorobenzene
28. p-Dichlorobenzene
29. o-Dichlorobenzene
30. o-Cresol
31. p-Cresol
30
31

24
9

16

28

22
23

Column : ULBON HR-52 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 60 ℃ ～ 130 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.2 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Solvents(溶剤)
1. Methanol
2. Ethanol
3. Acetone
4. 2-Propanol
5. 1-Propanol
6. Ethyl Acetate
7. Methyl Ethyl Ketone
8. Chloroform
9. Benzene
10. n-Butanol
11. Toluene
12. Methyl Isobutyl Ketone
13. Isobutyl Acetate
14. n-Butyl Acetate
15. Ethylbenzene
16. m-Xylene
17. o-Xylene
18. Cellosolve Acetate

16

4
9
2
1

3

11

5 7
10

6

15
12

13

17

14
18

8

Column : ULBON HR-1701 25 m x 0.32 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 40 ℃ ～ 90 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 78 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.83 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

19Organic Solvents (有機溶剤)
Solvents(溶剤)
16. 1,4-Dioxane
1. Methanol
17. Ethyl Cellosolve
2. Ethyl Ether
18. Toluene
3. 2-Propanol
19. Isoamyl Alcohol
4. n-Hexane
5. trans-1,2-Dichloroethylene 20. Tetrachloroethylene
24
21. n-Butyl Acetate
6. Ethyl Acetate
18
22. Methyl n-Butyl Ketone
7. Methyl Ethyl Ketone
23. Ethylbenzene
8. Chloroform
27
3 7
24. p-Xylene
9. Isopropyl Acetate24
25. Isoamyl Acetate
10. Isobutanol
23
10
26. o-Xylene
11. 1,2-Dichloroethane
26
5
27. Styrene
12. Methyl Cellosolve
14
28. n-Amyl Acetate
13. Trichloroethylene
6 9 15
1
29. Cyclohexanol
14. n-Butanol
13
30. Butyl Cellosolve
15. n-Propyl Acetate
1122
31. Cyclohexanone
41
36 38
39
31
32. 1,1,2,2-Tetrachloroethane
37
25 28
40
33. 2-Methylcyclohexanol(cis, trans)
29
21
12
34 35
16
34. 2-Methylcyclohexanone
19
35. 3-Methylcyclohexanone
2033
36. m-Dichlorobenzene
30
37. p-Dichlorobenzene
1732
38. o-Dichlorobenzene
839. o-Cresol
40. p-Cresol
41. m-Cresol

Column : ULBON HR-1701 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 60 ℃ ～ 180 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 65 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.4 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Solvents(溶剤)
1. n-Hexane
2. Ethyl Ether
3. Acetone
4. Methyl Acetate
5. trans-1,2-Dichloroethylene
6. Methanol
7. Isopropyl Acetate
8. 2-Propanol
9. Dichloromethane
10. n-Propyl Acetate
11. cis-1,2-Dichloroethylene
12. Methyl Isobutyl Ketone
13. Chloroform
14. Toluene
15. 1,4-Dioxane
33
34

1
19

14

18 20

2

7

22

24

12

3
4 5 8

16 17

11
6 10

27
26

15

25
21 23

9

29

28 30

16. Isobutanol
17. Isoamyl Acetate
18. Ethylbenzene
19. p-Xylene
20. m-Xylene
21. Methyl Cellosolve
22. o-Xylene
23. Ethyl Cellosolve
24. Styrene
25. Cellosolve Acetate
26. N,N-Dimethylformamide
27. 4-Methylcyclohexanone
28. Butyl Cellosolve
29. cis-4-Methylcyclohexanol
30. m-Dichlorobenzene
31. p-Dichlorobenzene
35
36 32. trans-4-Methylcyclohexanol
33. o-Dichlorobenzene
34. o-Cresol
35. p-Cresol
36. m-Cresol

31
32

13

Column : ULBON HR-20M 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.5μm
Column temp : 60 ℃ ～ 240 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.3 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

20Organic Solvents (有機溶剤)
The work environment(作業環境)

5
17
16
15

12

18

2
6

11

7

20

13

21

22

24
1

4

10

14

8

3

19

23

25

9

1. Methanol (70 ppm)
2. Acetone (39 ppm)
3. Dichloromethane (27 ppm)
4. trans-1,2-Dichloroethylene(23 ppm)
5. n-Hexane (26 ppm)
6. Ethyl Acetate (25 ppm)
7. Tetrahydrofuran (31 ppm)
8. 1,1,1-Trichloroethane (17 ppm)
9. Carbon Tetrachloride (15 ppm)
10. Trichloroethylene (17 ppm)
11. Methyl Isobutyl Ketone (22 ppm)
12. Toluene (24 ppm)
13. Methyl n-Butyl Ketone (22 ppm)
14. Tetrachloroethylene (14 ppm)
15. Chlorobenzene (30 ppm)
16. Ethylbenzene (21 ppm)
17. p-Xylene (21 ppm)
18. Styrene (22 ppm)
19. 1,1,2,2-Tetrachloroethane (13 ppm)
20. 2-Methylcyclohexanone (20 ppm)
21. 4-Methylcyclohexanone (20 ppm)
22. m-Dichlorobenzene (15 ppm)
23. p-Dichlorobenzene (5 ppm)
24. o-Cresol (10 ppm)
25. p-Cresol (7 ppm)

Column : ULBON HR-52 30 m x 0.53 mm I.D. 5.0μm
Column temp : 60 ℃ ～ 130 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : FID (150 ℃)
Carrier gas : He, 8.0 mL/min
Sample Volume: 1.0 mL

The work environment(作業環境)

15
14

11

1. Methanol (70 ppm)
2. Ethyl Ether (30 ppm)
3. 2-Propanol (37 ppm)
4. trans-1,2-Dichloroethylene(23 ppm)
5. Ethyl Acetate (25 ppm)
6. Chloroform (19 ppm)
7. Isobutanol (30 ppm)
8. Trichloroethylene (17 ppm)
9. n-Butanol (30 ppm)
10. 1,4-Dioxane (25 ppm)
24

17

2

23

9

7

13

3

16

5
1

20

4

8

10

18

22

11. Toluene (24 ppm)
12. Tetrachloroethylene (14 ppm)
13. n-Butyl Acetate (19 ppm)
14. Ethylbenzene (21 ppm)
15. p-Xylene (21 ppm)
16. Isoamyl Acetate (17 ppm)
17. o-Xylene (21 ppm)
18. n-Amyl Acetate (17 ppm)
19. Cyclohexanol (22 ppm)
20. Cyclohexanone (23 ppm)
21. 2-Methylcyclohexanol (10 ppm)
22. 2-Methylcyclohexanone (20 ppm)
23. p-Dichlorobenzene (15 ppm)
24. o-Dichlorobenzene (20 ppm)
25. o-Cresol (10 ppm)
26. m-Cresol (10 ppm)

19
25

12

26
21

6

Column : ULBON HR-1701 30 m x 0.53 mm I.D. df = 5.0μm
Column temp : 60 ℃ ～ 180 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : FID (200 ℃)
Carrier gas : He, 10.0 mL/min
Sample Volume: 1.0 mL

21

Alcohols (アルコール)
Higher alcohols in Calnaubawax(カルナウバワックス中の高級アルコール)
1. n-Octadecanol (C18)
2. n-Docosanol (C22)21Column : ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 66 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.5 mL/min
Sample Volume: 1.2μL

Scotch whisky(スコッチウイスキー)
6
3

2

5

1. Acetaldehyde
2. Ethyl Acetate
3. Ethanol
4. 1-Propanol
5. 3-Pentanol
6. Active Amyl Alcohol
7. Isoamyl Alcohol

7

4

1

Column : ULBON HR-20M 50 m x 0.32 mm I.D. df = 1.0μm
Column temp : 60 ℃ ～ 240 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 4.0 mL/min
Sample Volume: 0.6 μL

22

Triglyceride (トリグリセライド)
Butter(バター中のトリグリセライド)

Column : ULBON HR-TGC-1 30 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 250 ℃ ～ 380 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 380 ℃ (Sprit ratio: 45 :1)
Detector : FID (380 ℃)
Carrier gas : He, 1.5 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Salmon oil(焼き鮭油中のトリグリセライド)

Column : ULBON HR-TGC-1 30 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 25 ℃ ～ 380 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 380 ℃ (Sprit ratio: 45 :1)
Detector : FID (380 ℃)
Carrier gas : He, 1.5 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

23

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Lower fatty acids in water(水中の低級脂肪酸)
1. Acetic Acid
2. Propionic Acid
3. iso-Butyric Acid
4. n-Butyric Acid
5. iso-Valeric Acid
6. iso-Caproic Acid
7. n-Caproic Acid
8. n-Heptanoic Acid

2

3 45

1
6

7
8

Column : ULBON HR-20M 30 m x 0.53 mm I.D. df = 3.0 μm
Column temp : 150 ℃
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 10.5 mL/min
Sample Volume: 0.4 μL

Higher fatty acid esters in Calnaubawax(カルナウバワックス中の高級脂肪酸メチルエステル)
1. Methyl Arachidate (C20:0)
3

2. Methyl Behenate (C22:0)
5

3. Methyl Lignocerate (C24:0)
4. Methyl Cerotate (C26:0)
5. Methyl Montanate (C28:0)
6. Methyl Melissylate (C30:0)

4
1

6
2

Column : ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. 0.25μm
Column temp : 200 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 61 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.5 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

24

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Fatty acid methyl esters(脂肪酸メチルエステル)
1. Methyl Caproate (C6:0)
2. Methyl Laurate (C12:0)
3. Methyl Myristate (C14:0)
4. Methyl Palmitate (C16:0)
5. Methyl Palmitoleate (C16:1)
6. Methyl Stearate (C18:0)
7. Methyl Oleate (C18:1n9c)
8. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
9. Methyl Linolenate (C18:3n3)
10. Methyl Arachidate (C20:0)
11. Methyl cis-11-Eicosenoate (C20:1n9)
12. Methyl Behenate (C22:0)
13. Methyl Erucate (C22:1n9)
14. Methyl Lignocerate (C24:0)
15. Methyl Nervonate (C24:1n9)

1

2

3

6

4

10

5

12

7
8

11

13

14

15

9

Column : ULBON HR-20M 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 130 ℃ ～ 240 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 40 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.1 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Fatty acid methyl esters standard(脂肪酸メチルエステル標準品)
1. Methyl Caprate (C10:0)
2. Methyl Laurate (C12:0)
3. Methyl Myristate (C14:0)
4. Methyl Palmitate (C16:0)
5. Methyl Palmitoleate (C16:1)
6. Methyl Stearate (C18:0)
7. Methyl Oleate (C18:1n9c)
8. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
9. Methyl Linolenate (C18:3n3)
10. Methyl Arachidate (C20:0)
11. Methyl cis-11-Eicosenoate (C20:1n9)
12. Methyl Behenate (C22:0)
13. Methyl Erucate (C22:1n9)
14. Methyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate (C22:6n3)
15. Methyl Lignocerate (C24:0)
16. Methyl Nervonate (C24:1n9)

12 3
4

5
6
8
7

9
10
12

11

15

13
14

16

Column : ULBON HR-Thermon-3000B 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 180 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 1 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 50 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.7 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

25

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Fatty acid methyl esters standard(脂肪酸メチルエステル標準品)
19. Methyl Linolelaidate (C18:2n6t)
1. Methyl Butyrate (C4:0)
20. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
2. Methyl Caproate (C6:0)
1
21. Methyl γ-Linolenate (C18:3n6)
3. Methyl Caprylate (C8:0)
22. Methyl α-Linolenate (C18:3n3)
4. Methyl Caprate (C10:0)34
23. Methyl Arachidate (C20:0)
5. Methyl Undecanoate (C11:0)
24. Methyl cis-11-Eicosenoate (C20:1n9)
6. Methyl Laurate (C12:0)
25. Methyl Henicosanoate (C21:0)
7. Methyl Tridecanoate (C13:0)
26. Methyl cis-11,14-Eicosadienoate
8. Methyl Myristate (C14:0)(C20:2)
9. Methyl Myristoleate (C14:1)
2
27. Methyl cis-8,11,14-Eicosatrienoate
10. Methyl Pentadecanoate (C15:0)
6(C20:3n6)
11. Methyl cis-10-Pentadecanoate (C15:1)
12
28. Methyl Arachidonate (C20:4n6)
12. Methyl Palmitate (C16:0)
29. Methyl cis-,11,14,17-Eicosatrienoate
13. Methyl Palmitoleate (C16:1)(C20:3n3)8
14. Methyl Heptadecanoate (C17:0)
30.
Methyl Behenate (C22:0)
15. Methyl cis-10-Heptadecenoate (C17:1)
31.
MethylErucate(C22:1n9)
16. Methyl Stearate (C18:0)
32. Methyl cis-5,8,11,14,17
17. Methyl Elaidate (C18:1n9t)-Eicosapentaenoate (C20:5n3)
18. Methyl Oleate (C18:1n9c)
5
33. Methyl Tricosanoate (C23:0)
35
16
34. Methyl cis-13,16-Docosadienoate
18
30
23(C22:2)729
35. Methyl Lignocerate (C24:0)
9 10
28
36. Methyl Nervonate (C24:1n9)36
11 13
37. Methyl cis-4,7,10,13,16,19
31 33 34
15 17
20 22 24 25 26
37
19-Docosahexaenoate (C22:6n3)
32
14
21
27

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 160 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 1.5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.0 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Fatty acid methyl esters standard(脂肪酸メチルエステル標準品)
1
2

3
6

4

7
8
5

9

12

14
15

10 13

16
17
18

11

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.32 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 25 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 3.4 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

26

1. Methyl Caprate (C10:0)
2. Methyl Laurate (C12:0)
3. Methyl Myristate (C14:0)
4. Methyl Palmitate (C16:0)
5. Methyl Palmitoleate (C16:1)
6. Methyl Stearate (C18:0)
7. Methyl Elaidate (C18:1n9t)
8. Methyl Oleate (C18:1n9c)
9. Methyl Linolelaidate (C18:2n6t)
10. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
11. Methyl α-Linolenate (C18:3n3)
12. Methyl Arachidate (C20:0)
13. Methyl cis-11-Eicosenoate (C20:1n9)
14. Methyl Behenate (C22:0)
15. Methyl Erucate (C22:1n9)
16. Methyl Lignocerate (C24:0)
17. Methyl Nervonate (C24:1n9)
18. Methyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate (C22:6n3)

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Young yellowtail oil(ハマチの脂肪酸メチルエステル)
1

2 3

5

8

1. Methyl Myristate (C14:0)

10

2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
7. Methyl α-Linolenate (C18:3n3)
8. Methyl cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate (C20:5n3)

4

9. Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate (C22:5n3)
10. Methyl cis-4,7,10,13,16,19

9-Docosahexaenoate (C22:6n3)
6
7

Column : ULBON HR-SS-10 25 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.5 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Tuna oil(マグロ（トロ）の脂肪酸メチルエステル)
1

2 3

5

10

1. Methyl Myristate (C14:0)
2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
7. Methyl α-Linolenate (C18:3n3)
8. Methyl cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate (C20:5n3)
9. Methyl cis-7,10,13,16,19

8

4-Docosapentaenoate (C22:5n3)
10. Methyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate (C22:6n3)
6
7

9

Column : ULBON HR-SS-10 25 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.5 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

27

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Carp oil(鯉の脂肪酸メチルエステル)

Yellowtail oil(鰤の脂肪酸メチルエステル)
1. Methyl Myristate (C14:0)
2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
7. Methyl α-Linolenate(C18:3n3)
8. Methyl cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate(C20:5n3)
9. Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate(C22:5n3)
10. Methyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate(C22:6n3)

2
5

2

8

3

3

10
1

4

9

7

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

7Lard(豚脂の脂肪酸メチルエステル)

1. Methyl Myristate (C14:0)
2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)

54

Column : ULBON HR-SS-10 25 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 170 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 2 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.5 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Beef tallow(牛脂の脂肪酸メチルエステル)

2

5

6

6

1

1. Methyl Myristate (C14:0)
2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
7. Methyl α-Linolenate (C18:3n3)

2

1. Methyl Myristate (C14:0)
2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)

5

4

4

6

1
3

6

1

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

3Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

28

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Chicken oil(鶏肉の脂肪酸メチルエステル)

2

Butter(バターの脂肪酸メチルエステル)

1. Methyl Myristate (C14:0)
2. Methyl Palmitate (C16:0)
3. Methyl Palmitoleate (C16:1)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Oleate (C18:1n9c)
6. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
7. Methyl α-Linolenate(C18:3n3)

5

1. Methyl Caprylate (C8:0)
2. Methyl Laurate (C12:0)
3. Methyl Myristate (C14:0)
4. Methyl Palmitate (C16:0)
5. Methyl Palmitoleate (C16:1)
6. Methyl Stearate (C18:0)
7. Methyl Oleate (C18:1n9c)
8. Methyl Linoleate (C18:2n6c)

4

7

3
6

6
3
4

1

2

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Soybean(大豆の脂肪酸メチルエステル)

Margarine(マーガリンの脂肪酸メチルエステル)

6
3

8

5

7

1

1. Methyl Laurate (C12:0)
2. Methyl Myristate (C14:0)
3. Methyl Palmitate (C16:0)
4. Methyl Stearate (C18:0)
5. Methyl Elaidate (C18:1n9t)
6. Methyl Oleate (C18:1n9c)
7. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
8. Methyl α-Linolenate(C18:3n3)

73

1. Methyl Palmitate (C16:0)
2. Methyl Stearate (C18:0)
3. Methyl Oleate (C18:1n9c)
4. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
5. Methyl α-Linolenate(C18:3n3)

4

1

5

4
8
1
2

2

5

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

29

Fatty Acids and Esters (脂肪酸およびエステル)
Breast milk
(母乳の脂肪酸メチルエステル)
1. Methyl Caprylate (C8:0)
2. Methyl Laurate (C12:0)
3. Methyl Myristate (C14:0)
4. Methyl Palmitate (C16:0)
5. Methyl Palmitoleate (C16:1)
6. Methyl Stearate (C18:0)
7. Methyl Oleate (C18:1n9c)
8. Methyl Linoleate (C18:2n6c)
9. Methyl α-Linolenate (C18:3n3)
10. Methyl cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate (C20:5n3)
11. Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate (C22:5n3)
12. Methyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate (C22:6n3)

7

4

1
8
2
3

6
5

12
9

10

11

Column : ULBON HR-SS-10 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 3 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.8 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

30

Perfume (香水)
Perfume （1 ）
(香水)

3

6

5

1. α-Pinene
2. β-Pinene
3. Limonene
4. Linalool
5. Linalyl Acetate
6. Benzyl Acetate
7. Phenethyl Alcohol

7

2
4

1

Column : ULBON HR-Thermon-600T 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 70 ℃ ～ 230 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 80 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.1 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Perfume （2 ）
(香水)

10
6 7

12

8
9

2
3

4

5

11
1

Column : ULBON HR-Thermon-600T 50 m x 0.25 mm I.D.
Column temp : 70 ℃ ～ 230 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 80 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.1 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

31

1. β-Pinene
2. Limonene
3. Linalool
4. Linalyl Acetate
5. Benzyl Acetate
6. α-Ionene
7. Phenethyl Alcohol
8. Lauryl Alcohol
9. Eugenol
10. Diethyl Phthalate
11. Vanillin
12. Benzyl Salicylate

Flower fragrance using NeedlEx for organic solvent (花の香気成分)
Fragrant daphne(沈丁花)

Narcissus(水仙)
1. 1,8-Cineole

1. Linalool

2. β-Phenethyl Alcohol

2. Anisaldehyde

3. Benzyl Acetate

3. Geraniol
4. Perillaldehyde

3

1

2

1

2
34

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Rosemary(ローズマリー)Peppermint(ペパーミント)
1. α-Pinene
2. Limonene
3. Isobornyl Acetate

1. Myrcene
2. 1,8-Cineole
3. L-Menthol
4. Anisaldehyde

4. α-Ionone

2

3
4

2

1

1

4

3
Before the extraction

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

32

Flower fragrance using NeedlEx for organic solvent (花の香気成分)
Lemon balm
(レモンバーム)Angels trumpet(エンジェルトランペット)
1. α-Pinene

1. L-Menthon

2. 1,8-Cineole

2. Anisaldehyde

3. β-Phenethyl Alcohol

3. Geraniol
4. L-Perillaldehyde
5. α-Ionone

4

2

1

2
3

3

1

5

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Yuzu citron(柚子)

Holly tree(柊)
1. Myrcene

1. Benzyl Alcohol

2. Limonene

2. β-Phethyl Alcohol
3. Eugenol

2

2

1

1

3

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

33

Food flavor using NeedlEx for organic solvent (食品の香気成分)
Worcestershire sauce(ウスターソースの香気成分)

Soy sauce(醤油の香気成分)
1. Ethanol

1. Ethanol
2. Acetic Acid
3. Isoamyl ALcohol

2. Acetic Acid
3. Isoamyl ALcohol
4. 3-(Methylthio)-1-propanol

12 3

12

3

4

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

Brandy(ブランデーの香気成分)

14 5

1. Ethanol
2. 1-Propanol
3. Ethyl Acetate
4. Isobutanol
5. Isoamyl Alcohol
6. Ethyl n-Caproate

2

3

6

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.32 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 50 ℃ ～ 200 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 10 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 2.4 mL/min

34

Steroids (ステロイド)
Plant sterols in rice bran oil(米ヌカ油中の植物ステロール)

Plant sterols(植物ステロール)

4

1. Brassicasterol
2. Campesterol
3. Stigmasterol
4. β-Sitosterol

1. Campesterol
2. Stigmasterol
3. β-Sitosterol

2 3

2
3

1

1

Column : ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 250 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 61 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.5 mL/min
Sample Volume: 0.5μL

Column : ULBON HR-1 30 m x 0.53 mm I.D. df = 1.0μm
Column temp : 290 ℃
Injection : 320 ℃ (Direct)
Detector : FID (320 ℃)
Carrier gas : He, 7.1 mL/min
Sample Volume: 0.5μL

Cholesterol and Plant sterols(コレステロールおよび植物ステロール)
1. Cholesterol
2. Brassicasterol
3. Campesterol
4. Stigmasterol
5
1

4
3
2

Column : ULBON HR-17 25 m x 0.25 mm I.D.df = 0.25μm
Column temp : 290 ℃
Injection : 310 ℃ (Sprit ratio: 20 :1)
Detector : FID (310 ℃)
Carrier gas : He, 1.5 mL/min
Sample Volume: 1.5 μL

35

5. β-Sitosterol

Steroids (ステロイド)
Cholesterol esters(コレステロールエステル)

12Cholesterol & Cholestanol(コレステロール & コレスタノール)
1. Cholesterol
2. Cholesterol Acetate
3. Cholesterol Propionate
4. Cholesterol Isobutyrate
5. Cholesterol n-Butyrate
6. Cholesterol n-Valerate
7. Cholesterol n-Caproate
8. Cholesterol n-Octanoate
9. Cholesterol n-Decanoate
10. Cholesterol Laurate
11. Cholesterol Myristate

34 5 67

1.Cholesterol
2.Cholestanol
1

8
9
10
2

11

Column : ULBON HR-1 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25 μm
Column temp : 300 ℃
Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 60 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.65 mL/min
Sample Volume: 0.8 μL

Column : ULBON HR-1 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.15 μm
Column temp : 250 ℃ ～ 330 ℃ Program rate 5 ℃/min
Injection : 340 ℃ (Sprit ratio: 48 :1)
Detector : FID (340 ℃)
Carrier gas : He, 1.3 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

Sterols(ステロール)
1. Dehydroepiandrosterone
2. Estrone
3. Cholestane
4. Progesterone
5. Estriol
6. Cholesterol
7. Lanosterol

1
3
4
2

6

5
7

Column : ULBON HR-52 50 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 250 ℃ ～ 320 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : Injection : 330 ℃ (Sprit ratio: 69 :1)
Detector : FID (330 ℃)
Carrier gas : He, 0.5 mL/min
Sample Volume: 2.0μL

36

Environmental Pollutants (公害汚染物質)
Phthalic acid esters(フタル酸エステル)

1
2

3

4
5

7

6

8

1. Dimethyl Phthalate
2. Diethyl Phthalate
3. Diallyl Phthalate
4. Di-iso-Butyl Phthalate
5. Di-n-Buthyl Phthalate
6. Di-n-Amyl Phthalate
7. Di-2-Ethylhexyl Phthalate
8. Di-n-Octyl Phthalate

Column : ULBON HR-1 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 180 ℃ ～ 300 ℃ Program rate 6 ℃/min
Injection : 320 ℃ (Sprit ratio: 36 :1)
Detector : FID (320 ℃)
Carrier gas : He, 0.98 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

Organic acid butyl esters(有機酸ブチルエステル)
1. n-Butyl Formate
2. n-Butyl Acetate
3. n-Butyl Propionate
4. n-Butyl iso-Butyrate
5. n-Butyl n-Butyrate
6. n-Butyl Crotonate
7. n-Butyl n-Caproate
8. n-Butyl Lactate
9. n-Butyl n-Caprate
10. Di-n-Butyl Oxalate

24
1
5

9

7

11. n-Butyl Benzoate
12. Di-n-Butyl Malonate
13. Di-n-Butyl Fumarate
14. Di-n-Butyl Succinate
15. Di-n-Butyl Maleate
16. Di-n-Butyl Adipate
17. Di-n-Butyl Malate
18. Di-n-Butyl Phthalate
19. Di-n-Butyl Sebacate
20. Di-n-Butyl Isophthalate
21. Di-n-Butyl Terephthalate
22. Tri-n-Butyl Citrate

11
8
3

6

18 19 20 21

13 15
14

10

16

12

17

Column : ULBON HR-20M 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 80 ℃ ～ 240 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 40 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.1 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

37

22Environmental Pollutants (公害汚染物質)
Alkylphenol isomers(アルキルフェノール異性体)
1

10

3
6 7

4
5
2

13

16

1. Phenol
2. 2,6-Xylenol
3. o-Cresol
4. p-Cresol
5. m-Cresol
6. o-Ethylphenol
7. 2,4,6-Trimethylphenol
8. 2,4-Xylenol
9. 2,5-Xylenol
10. 2,3,6-Trimethylphenol
11. 2,3-Xylenol
12. p-Ethylphenol
13. m-Ethylphenol
14. 3,5-Xylenol
15. 3,4-Xylenol
16. 2,3,5-Trimethylphenol

8
9

12 14
11

15

Column : ULBON ALPhen 50 m x 0.20 mm I.D.
Column temp : 130 ℃
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 70 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : N2, 0.39 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

m-Cresol in p-Cresol ( 10% benzene solution )(p-クレゾール中のm-クレゾールの分析 (10%ベンゼン溶液))
31

1. Phenol
2. o-Cresol
3. p-Cresol
4. m-Cresol

42

Column : ULBON ALPhen 50 m x 0.20 mm I.D.
Column temp : 130 ℃
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 50 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : N2, 0.39 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

38

Environmental Pollutants (公害汚染物質)
Impurities in 3,5-xylenol (10% benzene solution)(3,5-キシレノール中の不純物の分析 (10%ベンゼン溶液))
1. 2,6-Xylenol
2. p-Cresol
3. m-Cresol
4. 2,4,6-Trimethylphenol
5. 2,4-Xylenol
6. 2,5-Xylenol
7. 2,3,6-Trimethylphenol
8. 2,3-Xylenol
9. p-Ethylphenol
10. m-Ethylphenol
11. 3,5-Xylenol
12. 3,4-Xylenol

11

10

4

1

9

56

12

8
7

23

Column : ULBON ALPhen 50 m x 0.20 mm I.D.
Column temp : 130 ℃
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 50 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : N2, 0.39 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

Alkylphenol mixture (0.1 ～ 0.3% Acetone solution)(アルキルフェノール混合物 (0.1 ～ 0.3%アセトン溶液))

1
2
4
11
3
9

17

Column : ULBON ALPhen 50 m x 0. 32 mm I.D.
Column temp : 130 ℃
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 20 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 1.3 mL/min
Sample Volume: 0.5 μL

39

44

40

36

32

13 15
12 14

10

28

78

24

20

16

12

8

4

56

16

48

1. Acetone
2. Phenol
3. 2,6-Xylenol
4. o-Cresol
5. p-Cresol
6. m-Cresol
7. o-Ethylphenol
8. 2,4,6-Trimethylphenol
9. 2,4-Xylenol
10. 2.,5-Xylenol
11. 2,3,6-Trimethylphenol
12. 2,3-Xylenol
13. p-Ethylphenol
14. m-Ethylphenol
15. 3,5-Xylenol
16. 3,4-Xylenol
17. 2,3,5-Trimethylphenol

Environmental Pollutants (公害汚染物質)
Alkyl Mercury(アルキル水銀)

Tri-n-Butyltin Chloride(塩化トリ-ｎ-ブチルスズ)
1. Methyl Mercuric Chloride(100 ppb) (40 pg)
2. Ethyl Mercuric Chloride(100 ppb) (40 pg)

1.Tri-n-Butyltin Chloride(100 ppb) (40 pg)

2
1
1

Column : ULBON HR-Thermon-HG 15 m x 0.53 mm I.D.
Column temp : 150 ℃
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : ECD (250 ℃)
Carrier gas : N2, 4.5 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Column : ULBON HR-Thermon-HG 15 m x 0.53 mm I.D.
Column temp : 150 ℃
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : ECD (250 ℃)
Carrier gas : N2, 4.5 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Organic phosphorus pesticides(有機リン系農薬)
1. DDVP
2. Methyldimethone
3. Methylparathion
4. Ethylparathion
5. EPN

1
3
2

4

5

Column : ULBON HR-1 15 m x 0.53 mm I.D. df = 1.0μm
Column temp : 150 ℃ ～ 220 ℃ Program rate 6 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 10.7 mL/min
Sample Volume: 0.5μL

40

Others (その他)
Aliphatic amines(脂肪族アミン)
1. n-Octylamine
2. n-Decylamine
3. Laurylamine
4. n-Tetradecylamine
5. Cetylamine
6. Stearylamine

3

1
2

4
5
6

Column : ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. df = 0.25μm
Column temp : 150 ℃ ～ 230 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : 250 ℃ (Sprit ratio: 56 :1)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 0.48 mL/min
Sample Volume: 1.5μL

Medicines(医薬品)

Sugars (Acetate)(糖)1. Sucrose
2. Maltose
3. Lactose
4. Raffinose

1. o-Ethoxybenzamide
2. Phenacetine
3. Caffeine
4. Aminopyrine
5. Chlorpheniramine Maleate

2
1

1

4
2

3
3

4
5

Column : ULBON HR-1701 25 m x 0.25 mm I.D. df=0.25μm
Column temp : 180 ℃ ～ 280 ℃ Program rate 4 ℃/min
Injection : Injection : 300 ℃ (Sprit ratio: 58 :1)
Detector : FID (300 ℃)
Carrier gas : He, 0.49 mL/min
Sample Volume: 1.0μL

Column : ULBON HR-1 15 m x 0.53 mm I.D. df = 1.0μm
Column temp : 180 ℃
Injection : 250 ℃ (Direct)
Detector : FID (250 ℃)
Carrier gas : He, 7.2 mL/min
Sample Volume: 0.5μL

41

Application Index
A
Acetaldehyde

22

Acetic Acid24, 34

Acetone18, 19, 20, 21, 39

Acrylonitrile

14

Active Amyl Alcohol

18, 22

Aminopyrine

41n-Amyl Acetate

18, 20, 21

Anisaldehyde

32, 33

Anthracene

14
B

Benzene12, 13, 14, 16, 18, 19

1,2-Benzpyrene

14

4,5-Benzpyrene

14

Benzyl Acetate

31, 32

Benzyl Alcohol

33

Benzyl Salicylate

31

Biphenyl

14

Brassicasterol

35

n-Butanol

18, 19, 20, 21

2-Butanol

18n-Butyl Acetate

18, 19, 20, 21, 37

n-Butyl Benzoate

37

n-Butyl n-Butyrate

37

n-Butyl iso-Butyrate

37

n-Butyl n-Caprate

37

n-Butyl n-Caproate

37

Butyl Cellosolve

19, 20n-Butyl Crotonate

37

n-Butyl Formate

37

n-Butyl Lactate

37

n-Butyl Propionate

37

n-Butyric Acid24

iso-Butyric Acid

24
C

Caffeine

41

Campesterol

35
42

Application Index
C
iso-Caproic Acid

24

n-Caproic Acid

24

Carbon Tetrachloride

18, 19, 21

Cellosolve Acetate

18, 19, 20

Cetylamine

41

Chlorobenzene

18, 19, 21

Chloroform

18, 19, 20, 21

Chlorpheniramine Maleate

41

Cholestane

36

Cholestanol

36

Cholesterol

35, 36Cholesterol Acetate

36

Cholesterol n-Butyrate

36

Cholesterol n-Caproate

36

Cholesterol n-Decanoate

36

Cholesterol Isobutyrate

36

Cholesterol Laurate

36

Cholesterol Myristate

36

Cholesterol n-Octanoate

36

Cholesterol Propionate

36

Cholesterol n-Valerate

36

Chrysene

14

1,8-Cineole32, 33m-Cresol

20, 21, 38, 39

o-Cresol

18, 19, 20, 21, 38, 39

p-Cresol

18, 19, 20, 21, 38, 39

Cyclohexanol

20, 21

Cyclohexanone

18, 20, 21
D

DDVP

40

n-Decylamine

41

Dehydroepiandrosterone

36

Diallyl Phthalate

37

Di-n-Amyl Phthalate

37

Di-n-Buthyl Phthalate

37

Di-n-Butyl Adipate

3743Application Index
D
Di-n-Butyl Fumarate

37

Di-n-Butyl Isophthalate

37

Di-n-Butyl Malate

37

Di-n-Butyl Maleate

37

Di-n-Butyl Malonate

37

Di-n-Butyl Oxalate

37

Di-n-Butyl Phthalate

37

Di-iso-Butyl Phthalate

37

Di-n-Butyl Sebacate

37

Di-n-Butyl Succinate

37

Di-n-Butyl Terephthalate

37m-Dichlorobenzene

18, 19, 20, 21

o-Dichlorobenzene

18, 19, 20, 21

p-Dichlorobenzene

18, 19, 20, 21

1,2-Dichloroethane18, 20trans-1,2-Dichloroethylene

21

cis-1,2-Dichloroethylene

20trans-1,2-Dichloroethylene

18, 19, 20

Dichloromethane18, 19, 20, 21

Diethyl Phthalate

31, 37Di-2-Ethylhexyl Phthalate

37

Dimethyl Phthalate

37

N,N-Dimethylformamide

14, 201,2-DMN

15

1,3-DMN

15

1,4-DMN

15

1,5-DMN

15

1,6-DMN

15

1,7-DMN

15

1.8-DMN

15

2,3-DMN

15

2,6-DMN

15

2,7-DMN

15

Di-n-Octyl Phthalate

37

1,4-Dioxane

18, 19, 20, 21

Diphenyl

1544Application IndexDn-Docosanol

22E

n-Eicosane (C20)

10, 11EPN

40

Estriol

36

Estrone36

Ethanol

18, 19, 22, 34

o-Ethoxybenzamide

41

Ethyl Acetate

18, 19, 20, 21, 22, 34

Ethyl n-Caproate

34

Ethyl Cellosolve

20

Ethyl Ether18, 20, 21

Ethyl Mercuric Chloride

40

Ethylbenzene

12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21

1-Ethylnaphthalene

152-Ethylnaphthalene

15Ethylparathion

40

m-Ethylphenol

38, 39o-Ethylphenol

38, 39p-Ethylphenol

38, 39m-Ethyltoluene

12, 13, 16, 17

p-Ethyltoluene

12, 13, 16, 17

o-Ethyltoluene

12, 13, 16

Eugenol

31, 33
F

Fluoranthene

14

Fluorene

14
G

Geraniol32, 33H

n-Heptanoic Acid

24

n-Hexacosane

10, 11n-Hexane

12, 13, 16, 18, 19, 20, 21

n-Hexatriacontane

10, 11
I
31, 32, 33

α-Ionene45

Application Index
I
Isoamyl Acetate

18, 20, 21

Isoamyl Alcohol

18, 20, 22, 34

Isobornyl Acetate

32

Isobutanol

20, 21, 34

Isobutyl Acetate

18, 19Isopropanol

20, 21Isopropyl Acetate

20

Isopropylbenzene

16, 17
L

Lactose41

Lanosterol

36

Lauryl Alcohol31

Laurylamine

41

Limonene

31, 32, 33

Linalool

31, 32

Linalyl Acetate

31
M

Maltose41

L-Menthon

32, 33

Methanol18, 19, 20, 21

Methyl Acetate

20

Methyl Arachidate (C20:0)

24, 25, 26

Methyl Arachidonate (C20:4n6)

26

Methyl Behenate (C22:0)

24, 25, 26

2-Methyl-1-Butanol

22

3-Methyl-1-Butanol

22

Methyl n-Butyl Ketone

18, 19, 20, 21

Methyl Butyrate (C4:0)

26

Methyl Caprate (C10:0)

25, 26

Methyl Caproate (C6:0)

25, 26

Methyl Caprylate (C8:0)

26, 29, 30

Methyl Cellosolve

20

Methyl Cerotate (C26:0)

24

Methyl cis-13,16-Docosadienoate (C22:2)

26

Methyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate (C22:6n3)

25, 26, 27, 28, 30

Methyl cis-7,10,13,16,19-Docosapentaenoate (C22:5n3)

27, 28, 30

46

Application Index
M
Methyl cis-11,14-Eicosadienoate (C20:2)

26

Methyl cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoate (C20:5n3)

26, 27, 28, 30

Methyl cis-,11,14,17-Eicosatrienoate (C20:3n3)

26

Methyl cis-8,11,14-Eicosatrienoate (C20:3n6)

26

Methyl cis-11-Eicosenoate (C20:1n9)25, 26

Methyl Elaidate (C18:1n9t)

26, 29Methyl Erucate (C22:1n9)25, 26

Methyl Ethyl Ketone (MEK)

18, 19, 20

Methyl Henicosanoate (C21:0)

26

Methyl Heptadecanoate (C17:0)

26

Methyl cis-10-Heptadecenoate (C17:1)

26

Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)

18, 19, 20, 21

Methyl Laurate (C12:0)

25, 26, 29, 30

Methyl Lignocerate (C24:0)

24, 25, 26

Methyl Linoleate (C18:2n6c)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl Linolelaidate (C18:2n6t)

26

Methyl Linolenate (C18:3n3)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl γ-Linolenate (C18:3n6)

26

Methyl Melissylate (C30:0)

24

Methyl Mercuric Chloride

40

Methyl Montanate (C28:0)

24

Methyl Myristate (C14:0)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl Myristoleate (C14:1)

26

Methyl Nervonate (C24:1n9)25, 26

Methyl Oleate (C18:1n9c)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl Palmitate (C16:0)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl Palmitoleate (C16:1)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl Pentadecanoate (C15:0)

26

Methyl cis-10-Pentadecanoate (C15:1)

26

Methyl Stearate (C18:0)

25, 26, 27, 28, 29, 30

Methyl Tricosanoate (C23:0)

26

Methyl Tridecanoate (C13:0)

26

Methyl Undecanoate (C11:0)

26

2-Methylcyclohexanol

18, 20, 21

3-Methylcyclohexanol(cis, trans)19

cis-4-Methylcyclohexanol

2047

Application Index
M
trans-4-Methylcyclohexanol

20

2-Methylcyclohexanone

19, 20, 21

3-Methylcyclohexanone

20

4-Methylcyclohexanone

18, 19, 20, 21

Methyldimethone

40

1-Methylnaphthalene

15

2-Methylnaphthalene

15

Methylparathion

40

3-(Methylthio)-1-propanol

34

Myrcene32, 33N

Naphthalene12, 13, 14

n-Nonane

16On-Octadecanol

22n-Octane16

iso-Octane

12, 13n-Octylamine

41Pn-Pentacosane

10, 11n-Pentane12, 133-Pentanol

22

L-Perillaldehyde

33

Perillaldehyde

32Perylene

14

Phenacetine

41

Phenanthrene

14

Phenethyl Alcohol31β-Phenethyl Alcohol

32, 33

Phenol38, 39β-Phethyl Alcohol

33

α-Pinene

31, 32, 33

β-Pinene

31

Progesterone

36

1-Propanol

18, 19, 22, 34

2-Propanol

19, 20, 21
48

Application Index
P
Propionic Acid

24

n-Propyl Acetate

18, 20n-Propylbenzene

12, 13, 14, 16, 17

iso-Propylbenzene

12, 13, 14, 17

2-n-Propyltoluene

163-n-Propyltoluene

164-n-Propyltoluene

16

Pyrene14
R

Raffinose

41
S

β-Sitosterol

35

Stearylamine

41

Stigmasterol

35

Styrene14, 16, 18, 19, 20, 21

Sucrose41
T

m-Terphenyl

14o-Terphenyl

14

p-Terphenyl

14

1,1,2,2-Tetrachloroethane19, 20, 21

Tetrachloroethylene

18, 19, 20, 21

n-Tetradecylamine

41

Tetrahydrofuran

18, 19, 21

1,2,3,4-Tetramethylbenzene

16

1,2,3,5-Tetramethylbenzene

16

Toluene12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Tri-n-Butyl Citrate37

Tri-n-Butyltin Chloride

40

1,1,1-Trichloroethane18, 19, 21

Trichloroethylene

19, 20, 21

Triglyceride23

1,2,3-Trimethylbenzene

12, 13, 16

1,2,4-Trimethylbenzene

12, 13, 16

1,2,5-Trimethylbenzene

12, 13

1,3,5-Trimethylbenzene

1649Application IndexT
2,3,5-Trimethylphenol

38, 39

2,3,6-Trimethylphenol

38, 39

2,4,6-Trimethylphenol

38, 39V

iso-Valeric Acid

24

Vanillin

31
X

m-Xylene

12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

o-Xylene

12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21

p-Xylene

12, 13, 16, 17, 19, 20, 21

2,3-Xylenol

38, 392,4-Xylenol

38, 392,5-Xylenol

38, 392,6-Xylenol

38, 393,4-Xylenol

38, 393,5-Xylenol

38, 3950

Product Index
ULBON HR-1

10, 12, 13, 14, 18, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41

ULBON HR-52

11, 18, 19, 21, 22, 24, 35, 36, 41

ULBON HR-17

35

ULBON HR-1701

19, 20, 21, 41

ULBON HR-20M

12, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 37

ULBON HR-SS-10

26, 27, 28, 29, 30

ULBON HR-Thermon-3000B

25

ULBON HR-Thermon-600T

31

ULBON HR-Thermon-HG

40

ULBON HR-TGC1

23

ULBON ALPhen38, 39ULBON DMN 267

15

ULBON PLC

15

ULBON Xylene Master16, 17ULBON SPX-1

1751

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。

〒612-8307
京都市伏見区景勝町50番地2
TEL 075-621-2360 FAX 075-602-2660
URL: http://shinwa-cpc.co.jp/
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
GN1002A