インテリジェント温度・圧力補正機能付差圧伝送器

EDR-N7C 形
精度

基準レンジ：800
差圧

±0.2%

X は 1kPa 以上±〔0.05+(0.15×1/X)〕％ または 1.96Pa の大きいほう

X は 1kPa 未満

基準レンジ：8000±0.1%

X は 8kPa 以上±〔0.05+(0.05×8/X)〕％

X は 8kPa 未満±0.1％

X は 1MPa 以上±〔0.05+(0.05×1/X)〕％

X は 1MPa 未満±0.1％

X は 100℃以上±〔0.1×100/X〕％

X は 100℃未満

差圧

共通
圧力

EDR-N7C 形温度・圧力補正機能付差圧伝送器は半導体センサ、測温抵抗体入力回路とマイクロコンピュータを内蔵し、差圧のほか圧力、温度を同時に測定することができます。さらに温度、圧力変化による密度補正を行い、質量流量に比例した

温度または 0.1℃の大きいほう

注 1） 精度は X に対するパーセントで、X は URV,LRV の絶対値

DC 4～20mA 信号に変換します。
また、コミュニケータとの通信により、遠隔設定、モニタリングまたは測定スパンの最も大きい値。
注 2） 開平出力のときなどを行うことができます。
EDB500M 形複合変換器を使用することにより、差圧(流量)、圧力、温度を独立してアナログ出力することができます。

ゼロカット指定有
出力 1.1％以下：±(リニア出力精度×45)％
出力 1.1～50％：±(リニア出力精度×50/開平出力％)％
出力 50％以上 ：リニア出力と同じ

標準仕様
形式

測定

範基準

8000

かゼロ-カット点を任意の直線または比例出力にするか囲を選択できます。

測定スパン

レンジ

800

※コミュニケータで、ゼロカット点以下の出力をゼロにする

EDR-N7C 形

レンジ設定範囲

ゼロカット指定なし
出力 20％以下は 0-20％点の直線となります。

差圧範囲

0.5～8kPa-8≦LRV/URV≦8kPa

圧力範囲

0.2～5MPa abs.

0≦LRV/URV≦5MPa abs.

温度範囲

50℃以上

-200≦LRV/URV≦850℃

差圧範囲

2～80kPa-80≦LRV/URV≦80kPa

圧力範囲

0.2～5MPa abs.

0≦LRV/URV≦5MPa abs.

温度範囲

50℃以上

-200≦LRV/URV≦850℃

注) URV とは 100％(DC 20mA)を出力させる入力
LRV とは 0％(DC 4mA)を出力させる入力
EDB500M 形複合変換器を使用して、圧力、温度信号を

出力 20％以上は上記のゼロカット指定有の場合と同じです。
温度・圧力補正演算後出力の精度±[0.05+{(差圧精度)2+(圧力精度)2+(温度精度)2}1/2]%
飽和蒸気圧補正演算後出力の精度±[0.05+{(差圧精度)2+(圧力精度)2}1/2+(測定圧密度補間精度)+(基準圧力補間精度)]%
ここで測定圧密度補間精度=0.003/ρI×100基準圧密度補間精度=0.003/ρB×100

それぞれ出力する場合は、圧力範囲、温度範囲を指定してください。
出力

信号

DC 4～20mA

電源電圧

DC 11.4～42.0V

許容負荷抵抗600Ω(電源電圧 DC 24V のとき)

通信ライン条件
電 源 電 圧DC 16.7～42.0V

負 荷 抵 抗250Ω～1.2kΩ
電源電圧と負荷抵抗の関係は図 1 を参照ください。

CS・3253 - 938
2－1

演算式

ダンピング時定数[仮想入力時]（増 幅 部 時 定 数 ） コミュニケータにより設定できます。

温度・圧力補正

受圧部時定数

ング時定数(増幅部時定数)とむだ時間の加算値となります。
・ 圧力脈動が予想される場合は、固定電気ダンパ（約１s）をご指定ください（コー入力

ド:Z25）。また、同時に内径φ1 のキャピラ⊿P→
ρI⊿P×PI→
ρB√

リーチューブ（長さ:1m 以上）を入れること出力を推奨致します。

↑パラメータ PB[実入力時]

保存温度範囲-40～85℃

使用湿度範囲5～100％RH

使用温度範囲温度・圧力補正
入力⊿P→
273.15+TB
PI＋⊿P
T I→ ⊿P××273.15+TI
PB
PI→
↑↑
パラメータ T B
PB

√

出力

飽和蒸気圧補正

周囲温度範囲-20～85℃（図 2 を参照ください。）

接液温度範囲-20～120℃

最大使用圧力5MPa abs.
注）負圧の場合は図 3 を参照ください。

使用場所の振動

連続振動 29.4m/s2 以下

温（-20～60℃のとき）

度√±〔0.05+(0.25+0.2×3.2/X)×T/50〕％

出力

総合シフト ±〔0.05+(0.75×T/50)〕％±〔0.05+(0.45+0.3×3.2/X)×T/50〕％

演算式は、コミュニケータにより下記４種から選択設定することがゼロシフト ±〔0.05+(0.2×T/50)〕％±〔0.05+(0.1+0.1×32/X)×T/50〕％

①温度補正

差圧

②圧力補正

ゼロシフト ±〔0.05+(0.2×T/50)〕％

ここで、 ⊿P： 測定差圧(kPa)±〔0.05+(0.1+0.1×2/X)×T/50〕％

TI： 測定温度(℃)

圧力

PI： 測定圧力(MPa abs.)
TB： 補正基準温度(℃)
PB： 補正基準圧力(MPa abs.)
ρI： 測定圧力 PI から求めた密度(kg/m3)から求めた密度(kg/m3)
3

ρB： 基準圧力から求めた密度(kg/m )飽和蒸気圧補正演算時、ρI/ρB ,ρH/ρB は 2 倍まで有効でそれ以上は 2 に固定となります。
Pt100Ωまたは JPt100Ω(３線式)
外部より調整可能
調整範囲は測定スパンの±100％
異常時のバーン

バーンアップ、バーンダウン、バーンアウトなアウト

しのいずれかを選択可能
間約 0.4s

CS・3253 - 938

温度注）ρH： 測定圧力+測定差圧(PI+⊿P)時

X は 3.2kPa 以上
X は 3.2kPa 未満

X は 32kPa 以上
X は 32kPa 未満
X は 32kPa 以上
X は 32kPa 未満

共通④飽和蒸気圧補正

力総合シフト ±〔0.05+(0.45×T/50)〕％±〔0.05+(0.35+0.1×32/X)×T/50〕％③温度・圧力補正

入X は 3.2kPa 未満

基準レンジ：8000

できます。

ゼ ロ 点 調 整

X は 3.2kPa 以上差圧

↑パラメータ PB

2－2性

ゼロシフト ±〔0.05+(0.45×T/50)〕％⊿P→ρH⊿P×PI→
ρB

だ

特基準レンジ：800

入力

む

基準レンジ 8000 ：約 0.2s

・ 伝送器時定数は、受圧部時定数とダンピ

出力√

飽和蒸気圧補正度・ 25℃のとき 基準レンジ 800 ：約 0.7s
・入力
⊿P→273.15+TB
PIT I→ ⊿P××273.15+TI
PB
PI→
↑↑
パラメータ T B
PB

温

電気的に 0.2～102.4s(0.1s ステップ)を

総合シフト ±〔0.05+(0.45×T/50)〕％

X は 2MPa 以上
X は 2MPa 未満
X は 2MPa 以上±〔0.05+(0.35+0.1×2/X)×T/50〕％

X は 2MPa 未満±〔0.2×T/10〕％

X は 100℃以上±〔(0.05×15/X)×T/10〕％

X は 100℃未満

温度特性は X に対するパーセントで、X は URV,LRV の絶対値または測定スパンの最も大きい値。
T は温度変化幅(℃)。

圧 力 の 影 響
基準圧レンジ800（25℃のとき）力FM 防爆形影

Explosionproof CLI,DIV 1,GPS B, C&D
Dust-ignitionproof CLⅡ/Ⅲ, GPS E, F&G

響

Temperature Code T4

ゼロシフト ±〔0.05+(0.1×8/X×P/5)〕％

X は 40kPa 以上

NEMA 4X

ゼロシフト ±〔0.05+(0.1×P/5)〕％

X は 40kPa 以上

周囲温度範囲：-40～60℃

X は 40kPa 未満

接液温度範囲：-40～120℃

8000±〔0.05+(0.1×40/X)×P/5〕％
総合シフト ±〔0.05+(0.3+0.1×80/X)×P/5〕％

指示計

デジタル指示計

4.5 桁表示

コード M：0～100%目盛

注) 圧力影響は X に対するパーセントで、X は URV,LRV の絶対値または測定スパンの最も大きい値。

コード MJ( )：実目盛表示。( )内に目盛・単位

P は圧力値で単位は MPa。

をご指定ください。また、コミュニケータによ

過 大 圧 特 性±0.5％（最大使用圧力印加時）

り-17,500～17,500 の範囲で任意目盛に設（（最大スパンのとき）定可能です。

ゼロ点材）

ダイアフラムダイアフラム以外の接液部
増幅部ケース

封差圧/圧力/温度の切替表示、および圧力質板

ハステロイ Cの任意目盛設定（-1,750～1,750 の範囲）も(ダイアフラム材質は、耐食性や水素透過コミュニケータにより可能です。圧力表示のなどを考慮し選定ください。)

場合は数値の最後に「P」を、温度表示の場合は「°」を表示して区別します。(表示例

SUS316は、図 7 を参照ください。)

取付

U

ボ ル ト

SUS304

入シリコンオイル液

実目盛用単位貼銘板が付属されます。

アルミニウム合金
SPCC (耐酸塗装)

接液部材質種類

ダイアフラム

接液部

SUS316L

SUS316

SUS316L

SUS316L※ 材質は耐食性を考慮して選定してくださ

差 圧 導 入 口

上側導入口 Rc1/4 オーバルフランジなし

配 線 接 続 口G1/2い。また、測定流体に水素が存在する場

チェック端子

出力チェック端子付合はダイアフラムを通して水素透過が起(出力電圧 DC 40～200mV)こることがあります。耐食性に問題のない

保護等級 JIS C 0920 IP67

ときは水素透過量の尐ない SUS316L を電源入力回路に内蔵推奨いたします。(ただし、SUS316L ダイ

サージ耐量:1,000A (8/20μs)

アフラムでも水素透過を完全に防ぐこと

構造

サージアブソーバは困難です。)

衝撃試験電圧：15,000V (1.2/50μs)
塗色

ライトグレー (耐酸塗装)

接液部仕上げ質量

約 3.3kg

差 圧 導 入 口

Rc1/2、Rc1/4、1/2NPT、1/4NPT、15A ソケット溶接(ソケットねじ込み形)
本体に取り付けます。

取付

け

50A パイプ等に U ボルトで取り付けます。

(オーバルフランジ付)

付属品

50A パイプ取付板、U ボルト 1 式

ス

ゼロ点調整用マグネットジ ャ ケ ッ トチーム

(接液温度が 120℃以下になるようにスチーム温度を設定してください。ただし、防爆形付加仕様
構

禁油仕上げ または 禁油禁水仕上げは 100℃以下。)

造

耐圧油入防爆形

防爆規格
指示計付き：ExdoⅡCT4

ドレンベント
プ

ラ

保温可能形

グ

指示計なし：ExdoⅡCT4X
注) X は使用条件で外部に警報表示システムを構成する必要があり、出力は 21mA に振り切れます。
周囲温度範囲：-20～55℃
接液温度範囲：-20～100℃
耐圧油入防爆品をご注文のときは配線接続口に X-RCAC 形耐圧パッキン金具(島田電機製 SXBM-16B 形も可)を必ずご使用ください。

CS・3253 - 9382－336.6 V
1200
負荷抵抗 [Ω]

使用不可範囲600
使用可能範囲25000 11.4 16.7

24.042.0

供給電圧［ＤＣ Ｖ］
コミュニケータを接続して通信を行うために最低250Ωの負荷抵抗が必要です。

図1

供給電源電圧/負荷抵抗特性

図2

接液部温度と許容周囲温度差圧の表示（実目盛設定 0.00～25.00ｋPa）

圧力の表示（実目盛設定 0.00～5.00MPa abs.）

温度の表示
図3

使用圧力と接液温度

注１） 圧力の表示の場合は末尾に「P」、温度の場合は末尾に「°」が付与されます。
注２） バーグラフは、差圧のスパンの百分率を 10％単位（１の位を四捨五入）で表示します。
※LCD の表示は、差圧のみ／切替え表示、のどちらかをコミュニケータで設定することができます。
図4

CS・3253 - 938
2－4

LCD 表示例外部接続図注 1)
注 2)

接地は D 種接地工事(接地抵抗 100Ω以下)を行ってください。
接地は伝送器側または受信計器側のどちらか一方で行ってください。
2 点接地にならぬようご注意ください。
注 3) 伝送器側の接地端子は端子箱の内側と増幅器ケース外側にあります。
どちらの端子をご使用になっても構いません。
注 4) 現場指示計は接続できません。

EDB500M 形と接続する場合

DC4～20mA
電源(V) (U)－ ＋＋
EDB500M 形
複合変換器

T2+CHK

T3

T1-V/-CHK+V－E876954－3＋

出力 3
流体温度
DC1～5V接地
101112

接地抵抗100Ω以下＋ －
出力 2
圧力＋ －
出力 1
差圧(流量)

DC1～5V

CS・3253 - 9382－5寸法図（単位：mm）
差圧導入口上側オーバルフランジ付の場合

CS・3253 - 938
2－6コード表
EDR-N7C 形 温度・圧力補正機能付差圧伝送器
番号
形式
EDR-N7C

1
基準ﾚﾝｼﾞ

2～9
付加仕様

800
8000

内容
防水形、指示計なし、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質 ﾊｽﾃﾛｲC、接液部材質 SUS316、上側差圧導入口 Rc1/4、ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞなし。
差圧ﾚﾝｼﾞ0～基準レンジ、圧力ﾚﾝｼﾞ0～5MPa abs.、温度ﾚﾝｼﾞ0～300℃、基準圧力0.5MPa abs.、基準温度50℃。
下表の付加仕様のコードから選んで必要なコードのみ記入してください。

付加仕様
番号
23

項
目
調整レンジ
構
造

4

指示計

5材

質

6

禁油

7

差圧導入口

8

スチームジャケット

9

補正演算

コード
C( )
XC
FM
M
MJ( )
316L316
316L
NL
NLW
R2
R4
N2
N4
S2
B0
BR2
BR4
BN2
BN4
BS2
ST
STP
P
OFF
TEMP( )PRESS( )TP( )STEAM( )内容( )内に調整レンジ、単位符号記入（差圧、圧力、温度の順で必要な項目を記入）
耐圧防爆形
FM防爆形
デジタル指示計付
デジタル指示計付、実目盛表示( )内に表示目盛、単位記号記入
ダイアフラム：SUS316L、本体接液部：SUS316
ダイアフラム：SUS316L、本体接液部：SUS316L
禁油仕上げ
禁油禁水仕上げ上側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 Rc1/2
上側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 Rc1/4
上側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 1/2NPT
上側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 1/4NPT
上側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 15Aﾊﾟｲﾌﾟ差込溶接
下側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞなし
下側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 Rc1/2
下側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 Rc1/4
下側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 1/2NPT
下側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 1/4NPT
下側差圧導入口 ｵｰﾊﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ付 15Aﾊﾟｲﾌﾟ差込溶接
ｽﾁｰﾑｼﾞｬｹｯﾄ付き *接液温度が120℃以下(防爆形は100℃以下)になるようｽﾁｰﾑ温度を設定してください。
ｽﾁｰﾑｼﾞｬｹｯﾄ付き、ﾄﾞﾚﾝﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ保温形 *接液温度が120℃以下(防爆形は100℃以下)になるようｽﾁｰﾑ温度を設定してください。
ﾄﾞﾚﾝﾍﾞﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ保温形
補正演算OFF （指定ない場合の初期値）
温度補正、( )内に基準温度を℃で記入
圧力補正、( )内に基準圧力をMPa abs.で記入
温度・圧力補正、( )内に基準温度を℃、基準圧力をMPa abs.の順で記入
飽和蒸気圧補正、( )内に基準圧力をMPa abs.で記入

注 1) その他のオプションは Z コード表 CS・3253-936 を参照ください。
注 2) ダイアフラム材質は耐食性を考慮して選定してください。
ハステロイＣは配管が亜鉛メッキ鋼管の場合や水質等により水素透過が発生し出力シフト、ダイアフラム変形を起こすことがあります。耐食性に問題がない時は水素透過率の小さい SUS316L を選定してください。
材質の選定および水素透過に関しては、ES･3253-100 を参照願います。

CS・3253 - 938
2－7

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
●改良のため外観及び仕様の一部を変更することがあります。

CS・3253 - 938
2－8