UL330R
クランプオンタイプ超音波流量計
IM-F2389-J00

取扱説明書（変換器：UFC330 / 超音波センサ：UFS330）
初版 2023 06 E

このたびは弊社超音波流量計をご採用いただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、UL330R 形クランプオン形超音波流量計の標準仕様、設置方法、各部の操作方法、取扱上の注意事項について記載されておりますので、ご使用前に必ずご一読ください。

目次■ 本書で使用しているマークについて ............ - 1 ■ 使用上の一般的注意事項 .............................. - 1 1.

概要.............................................................. 22.

製品内容 ...................................................... 23.

一般的注意事項 ............................................ 2

3.1 保管場所........................................................ 2
3.2 電源 ............................................................... 2
3.3 測定可能流体 ................................................ 3
3.4 測定配管の注意事項 ..................................... 44.
設置場所の選定 ............................................ 5
4.1 変換器 ........................................................... 5
4.2 センサ ........................................................... 55.
設置.............................................................. 8
5.1 変換器の設置 ................................................ 8
5.2 変換器の配線 ................................................ 9
5.2.1 配線上の注意 .......................................... 9
5.2.2 端子間の配置 .......................................... 9
5.2.3 使用ケーブル ........................................ 10
5.2.4 センサ~変換器間の結線 ....................... 10
5.2.5 電源の結線 ............................................11
5.2.6 アナログ出力の結線 ..............................11
5.2.7 積算パルス出力の結線 ..........................11
5.2.8 積算リセット端子の結線...................... 12
5.2.9 ステータス出力の結線 ......................... 125.2.10 電源ヒューズ ...................................... 12
5.3 センサの設置 .............................................. 13
5.3.1 センサの取付 ........................................ 13
5.3.2 センサの固定 ........................................ 16
5.3.3 専用ケーブルの取り付け...................... 16
5.3.4 センサ部の防水措置 ............................. 166.
変換器の操作 ............................................. 17
6.1 設定作業の必要性 ....................................... 17
6.2 操作・表示箇所 ........................................... 17
6.3 キー操作の基本的な説明 ............................ 18
6.4 モードの切替 .............................................. 19

6.5 パラメータの設定方法 ................................ 24
6.5.1 パスワードの入力 ................................ 24
6.5.2 メニュー項目の選択 ............................. 25
6.5.3 パラメータの変更 ................................ 25
6.5.4 パラメータ一覧 .................................... 27
6.6 測定条件の設定 ........................................... 29
6.6.1 必要なデータ ........................................ 29
6.6.2 基本項目の設定 〔1.BASIC〕 ............ 29
6.6.3 設定中のエラー .................................... 33
6.7 ゼロ点調整 .................................................. 34
6.7.1 ゼロ点調整の流れ ................................ 34
6.7.2 実ゼロ調整 ........................................... 34
6.7.3 初期ゼロ調整 ........................................ 35
6.7.4 ゼロ点調整時のエラー ......................... 36
6.8 測定開始...................................................... 36
7.
運転 ........................................................... 37
7.1 運転中の表示 .............................................. 37
7.2 運転中のエラー ........................................... 37
8.
各種設定の変更 .......................................... 38
8.1 測定方向、積算出力の設定〔2.TOTALAIZATION〕 ................................. 38
8.1.1 積算出力機能の各設定値の計算 ........... 38
8.1.2 積算と測定方向の関係 ......................... 39
8.1.3 測定方向、積算出力の設定変更 ........... 40
8.2 表示の設定 〔3.DISPLAY〕 ...................... 41
8.3 測定パラメータの設定 〔4.OPERATION〕
43
8.4 オプション機能の設定 〔5.OPTION〕 ..... 45
8.4.1 マニュアルリニアライザの設定 ........... 45
8.4.2 RS485 設定 ........................................... 47
8.4.3 パスワードの変更 ................................ 47
8.5 ループテスト 〔6.LOOP TEST〕 .............. 48
9.
エラーメッセージ ...................................... 49
10.

保守 ........................................................... 51

10.1 トラブルシュート ..................................... 51
10.2 予備品 ....................................................... 59

■ 本書で使用しているマークについて
本書では、安全上絶対にしないでいただきたいことや注意していただきたいこと、また、取扱い上守っていただきたいことの説明に次のようなマークを付けています。これらのマークの箇所は必ずお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性や製品の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

■ 使用上の一般的注意事項
改造等の禁止警告

材 質

本製品は工業用計器として厳密な品
質管理のもとに製造・調整・検査を行い納入しております。
みだりに改造や変更を行うと本来の性能を発揮できないばかりか、作動不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。
仕様変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。

注意

本製品の材質については納入仕様書
あるいはテクニカルガイダンスに記載されています。当社でもお客様の仕様をお伺いし最適な材質選定に努めておりますが、実際のプロセスにおいては混入物などの影響があり、耐食性等が万全でないこともあります。
耐食性・適合性のご確認、最終的な材質の決定はお客様の責任で行ってください。

使用条件の厳守

警告

納入仕様書あるいはテクニカルガイ
ダンスに記載された仕様、圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。
この範囲を超えた条件での使用は事
故、故障、破損などの原因となります。

制御上の安全性

警告

用途

警告

本製品は計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないで
ください。

保守・点検

警告

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への付着に注意してください。
測定対象物に腐食性や毒性がある場
合は、作業者に危険がおよびます。

-1-

本製品は工業計器として最善の品質管理のもとに製造、調査、検査を行い納入いたしておりますが、各種の原因で不測の故障が発生する可能性もあります。安全上の重大な問題が発生する可能性のあるプロセスコントロールなど
において本製品を使用する場合は、万一に備えて本製品に加えて同様な機能を果たす機器を併設し、二重化を行う
ことにより一層の安全性を確保してください。

1. 概要UL330R はクランプオン方式の超音波流量計です。既存の配管に外部から超音波センサをクランプ方式で取り付けるだけで可動部や圧力損失が無く手軽に非接触で流量測定が可能です。測定可能な配管サイズは以下の通りです。
・プラスチック配管

PVC(VP.HIVP[JIS K 6741]), PE(肉厚≦10mm)

・ステンレス鋼鋼管[JIS G3459 /JIS G3468] 肉厚≦Sch 20※：呼び径 25mm から 300mm まで：呼び径 25mm から 400mm まで

測定精度、安定性などは超音波センサの取り付けに大きく依存します。
センサの取り付けには充分注意を払ってください。

2. 製品内容
UL330 は以下の内容で納入されます。不足、欠損などがあった場合は速やかにお買い求め先へご連絡ください。
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

内容
UL330R 変換器（UFC330）
UL330 センサ（UFS330）
信号ケーブル（コネクタ付、標準 10m）
センサ取付バンドセット
取付用レール（注 1）
センサ用グリス
取扱説明書
データカード
補助レール（注 2）
2 インチパイプ取り付け金具（注 3）
予備ヒューズ
タイムラグ型溶断ヒューズ
T1A AC250V、5.2×20mm サイズ

数量
1
2
2
1
1 セット
1
1
1
1
2
1

注 1：センサ取付方法が V 法であっても標準で 2 本付属します。
注 2：40mm 以下のプラスチック配管のみ付属します。
注 3：2 インチパイプ取り付け指定時のみ付属します。

3. 一般的注意事項

注記

3.1 保管場所
本器を保管する場合、下記条件にて保管してください。
・雨や水がかからない場所
・温度が-25～70℃、湿度が 90%RH 以下の通風の良い場所
・振動が少ない場所
・腐食性ガスのない場所

3.2 電源
接続する電源は下記内容に注意してください。
1) 電圧
AC100 ~ 240V の範囲の電源を使用してください。（動作可能電圧範囲：AC85 ~ 264V）- 2 -IM-F2389-J00

が2) 周波数適合する電源周波数は 50Hz または 60Hz です。

3) 他の電源との共用
電源は必ず計装用電源を使用し、動力用電源との共用はしないでください。

4) ノイズ近傍にインバータなどのノイズ源がある場合は、ノイズフィルタにより発生源側でノイズを確実に除去してください。

5) 瞬時停電
瞬時停電の無いよう注意してください。

3.3 測定可能流体

注記

本器では液体全般を測定できますが、下記の制限があります。

1) 流速
設定可能な最小フルスケールは流速換算で 0.3 m/s です。流速が極めて遅いラインでは正しく測定できません。
下式よりフルスケールでの流速を求めて 0.3 m/s 以上であることを確認してください。
また、流速 1m/s 以下では測定精度が低下します。

V :

流速 (m/s)

Q :

流量 (m3 /h)

D :

パイプ内径(mm)2) レイノルズ数
レイノルズ数 Re が 10000 以下の場合も測定精度が低下します。
特に、小口径で高粘度流体を測定する場合はレイノルズ数が低下します。注意してください。

 : 密度 (g/cm3 )Q :

流量 (m3 /h) : 粘度 (mPa･s)
D :パイプ内径 (mm)3) 音速
設定可能な流体音速は 1000 ~ 2500m/s です。

4) 固形物、気泡
UFC330 は従来のクランプオン形超音波流量計と比べ耐気泡、耐スラリー性能が向上していますが、多量に含まれるものは測定に適しません。注意してください。

- 3 -IM-F2389-J00

が3.4 測定配管の注意事項

注記1) 測定可能な配管
測定可能な配管は以下の通りです。
・プラスチック配管

PVC(VP.HIVP[JIS K 6741]), PE(肉厚≦10mm)：呼び径25mm から 300mm まで

・ステンレス鋼鋼管[JIS G3459 /JIS G3468] 肉厚≦Sch 20：呼び径25mm から 400mm まで

2) センサの取付位置
・ 溶接（溶着）線部分を避けてセンサを取り付けてください。
・ 配管内部の付着などにより超音波が正常に伝わらない場合は正しく計測できません。
その場合は、センサの設置場所を変更してください。
・ センサの設置配管表面に塗装や厚いコーティングが施されている場合は、これらを取り除いてからセンサを設置してください。

- 4 -IM-F2389-J00

が

4. 設置場所の選定
4.1 変換器

注記

変換器の設置場所は下記の条件を考慮してください。
1) 周囲温度が -25℃ ~ +50℃、湿度が 90%RH 以下の所（結露しないこと）
長期間安定してご使用いただくため、できるだけ常温・常湿の所に設置することを推奨します。
ただし、電源投入時の変換器内部が+10℃以下では、一時的に表示器が動作しない場合があります。

2) 振動の少ない所

3) 埃や腐食性ガスの少ない所
やむを得ず腐食性ガスの多い所に設置する場合は、エアパージを行ってください。

4) 直射日光の当たらない所

5) 水没する恐れのない所
本器の防水構造は IP65（防噴流形）相当です。

6) 誘導障害を受ける恐れのない所
動力機器の近くなどは避けて設定してください。

7) 保守・点検が容易にできる所

4.2 センサ

注記

センサの設置場所は下記の条件を考慮してください。
1) 屋外設置では適当な遮光、防水措置を行う
屋外設置の場合は直射日光や雨水を避けるため、適当な遮光、防水措置を検討してください。

2) 配管が常に満水であること
配管が満水で無い場合、測定エラーが発生する場合があります。流量停止時に配管から流体が抜けるようなラインは避け、常に満水となるような場所を選定してください。

3) 最低 350mm 以上のフラットの配管壁が必要
センサレールを取り付けるためには最低 350mm 以上のフラットな管壁が必要です。
(呼び径 350～400mm のステンレス鋼管では 650mm 以上必要です。)

4) ポンプ直後など、極度に大きな振動のある場所は避ける
振動により超音波センサの管壁への密着性が悪くなり、精度不良などの原因となります。

5) 配管設置間隔クリアランス 200mm 以上のメンテナンススペースが必要
センサグリスアップ時にセンサレールよりセンサを取り外す必要があるため、配管設置間隔クリアランス
200mm 以上のメンテナンススペースを確保してください。
- 5 -IM-F2389-J00

が6) 上下流直管長を必要分確保する
本器は流速検知形の流量計ですので、正しい測定のためには下記に示す上下流直管長が必要です。
※必要直管長より短い場合、弊社の精度範囲から外れる場合があります。
渦流、旋回流が認められる場合には、上記直管長をさらに長くとるか、整流器を設置してください。
D：配管の呼び径
区分

上流側直管長下流側直管長L ≧10 D

10 D 以上

90°ベンド10 D 以上

L ≧5D

ティー

L ≧10 D

L ≧50 D

10 D 以上

L ≧30 DD

0.5D 以上

拡大管

L ≧5D

1.5D 以上

L ≧10 D

L ≧5D

収縮管

L ≧30 DL ≧10 D

各種弁
上流側弁で流量調整をする場合

下流側弁で流量調整をする場合

仕切弁
逆止弁
L ≧50 Dポンプ

P

出典：日本工業会規格- 6 -JEMIS-032

IM-F2389-J00

7) 液体混合プロセスの流量測定を行う場合は、混合を行っているポイントから 30D 以上下流にセンサを設置がする。
混合点近傍での測定は出力変動の原因となる場合があります。

8) その他の注意事項
図 4.1 ~ 図 4.5 にその他の注意事項を図示します。注意してください。

放出、排出ラインでは配管の低い位置に設置する。

上向きに取り付けるか、流速を上げて管内上面に気泡がたまるのを防止する。

図 4.1
図 4.3

気泡が
溜まりやすい水平配管では超音波の伝搬面を水平にして、気泡の影響を避ける。
気体
75

100

150

75

100

50

150

50

25

望ましい
設置位置

液体

25

管内が満水に
なりにくい

気体
図 4.2

液体

流量調整弁は検出器の下流側に設置してキャビテーションの影響を避ける。

図 4.4

図 4.5

- 7 -

IM-F2389-J00

が

5. 設置
5.1 変換器の設置
1) 変換器の取付方法には壁取付形と 2B パイプ取付形があります。いずれの場合にも配線接続口が下向きとなる
ように取り付けてください。配管接続口が横または上向きになるように取り付けた場合、変換器内に水が侵入し、計器の誤作動あるいは事故の原因になることがあります。

2) 変換器を複数台隣接して設置する場合は、電気的な相互干渉を避けるため 150mm 以上の間隔を空けて設置してください。

a)

壁取付形

140
▼

140

160

壁または盤に下図に示す取付穴を開け、M6 ネジ 4 本でネジ止めしてください。

b) 2B パイプ取付形▼

210

右図に示すように 2B パイプ（50A スタンション）に U ボルトで取り付けてください。

- 8 -IM-F2389-J00

が5.2 変換器の配線

注記

5.2.1 配線上の注意
1) センサ～変換器間の信号ケーブルおよび出力信号ケーブルは、電源線または動力線から分離または金属製保護
管内部に敷設する等の処置を実施し、動力機器に近接することのないように敷設してください。
また、超音波センサ～変換器間の信号ケーブルを複数台敷設する場合は、お互いの超音波信号同士が相互干渉し、計測に悪影響を及ぼす可能性があるため、お互いの信号ケーブル同士の間隔を 150mm 以上離すか、遮蔽処理等を実施し相互干渉しないように敷設してください。

2) 専用ケーブルの接続の際は、線端の BNC コネクタを受け側に奥まで差し込んだ後、カチッと音がするまで時
計方向に回して確実に行ってください。

3) ケーブル線芯の端子への接続は、線芯を端子の奥まで差し込み確実に行ってください。ただし、端子ネジをあまり強く締めすぎるとネジが折れることがありますので注意してください。

4) 配線接続口の防水処理を確実に行ってください。

5.2.2 端子間の配置
変換器のカバーを開けると電線接続用の端子があります。

・端子配置図
3

30
29

CN 7

STATUS 1

2

CN9

3
CN6

2
1
UL330
CN10

CN 5

2

1

IN

OUT

5

CN4
Power Supply
L1 L2 FG

Analog Out
+
-

CN1

Reset In
+
-

DSW1

1

F1
FUSE

Pulse Out+-

1

Status Output
2 COM 3RS485
+ -BNC Connector
IN
OUT

O
N

1
2

CN 2

番号
①
②
③
④
⑤
⑥

IN

CN3

J1

O UT

J2

6

4

5

名称
端子台
電源ヒューズホルダ
ケーブルグラウンド（適合ケーブル外径8~13）
センサ接続用 BNC コネクタ IN (上流側)
センサ接続用 BNC コネクタ OUT (下流側)
RS485 通信コネクタ（HR30-6R-6P ヒロセ）
（ケーブル側：HR30-6P-６S（ヒロセ））- 9 -IM-F2389-J00

が・端子台拡大図

コネクタ
CN1

CN2

記号
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

極性
L1
L2
FG
+
+
+
ST1+
ST2+
COM
ST3+

内容
電源（AC100~240V）
保護接地
電流出力(DC4-20mA)
積算パルス出力（オープンコレクタ）
積算リセット入力
ステータス出力（オープンコレクタ）
ST1：ホールド出力
ST2：空検知出力
ST3：正逆流出力
端子台は取り外し可能

・RS485 コネクタ拡大図

1

6

3

4

2

5

番号

信号名

内容

4

RS485+

RS485 信号のプラス側信号

5

RS485-

RS485 信号のマイナス側信号

5.2.3 使用ケーブル
1) センサ~変換器ケーブル
付属の専用同軸ケーブルを使用してください。
ケーブル長は特にご指示のない場合は標準で 10m です。
2) 電源および出力信号用ケーブル
公称断面積 0.5 ~ 2.5mm2 のケーブルを使用してください。（お客様所掌）（ビニルシースケーブル、ビニルキャプタイヤケーブルなど）
また、外径が8~13 以内のケーブルを使用してください。
3) RS485 通信ケーブル
必要な場合は別途手配してください。

5.2.4 センサ~変換器間の結線
センサの変換器への接続は専用信号ケーブル両端の BNC コネクタで行ってください。
変換器下部の BNC コネクタ部分に IN、OUT の表示がしてありますので、上流側センサケーブルを IN 側に、下流側センサケーブルを OUT 側に接続してください。接続に関してはコネクタ差込金具をロックして確実に固定してください。

- 10 -

IM-F2389-J00

5.2.5 電源の結線が注意

1) 変換器の仕様電圧と、接続しようとしている電源電圧が一致していることを確認してください。
2) 電源を CN1 の 1（L1），2（L2）に接続してください。
3) 電源は必ず計装用電源などを使用し、動力用電源と共有しないでください。
4) 変換器の端子部にて、電源電圧が規定範囲内にあることを確認してください。
5) また、FG 端子を CN1 の 3 に接続してください。（D 種接地、接地抵抗 100以下）

5.2.6 アナログ出力の結線
アナログ出力機能を使用する場合、受信計器を CN2 の 1(+)、2(-)に接続してください。
許容負荷抵抗は 500以下です。

5.2.7 積算パルス出力の結線
積算パルス出力機能を使用する場合、受信計器を CN2 の 3(+)、4(-)に接続してください。
本器のパルス出力はオープンコレクタタイプです。負荷は電圧 DC30V 以内、電流は 50mA 以下とし、必ず電流制
限抵抗を挿入してください。

- 11 -

IM-F2389-J00

が5.2.8 積算リセット端子の結線
積算表示値を外部からリセットする場合、CN2 の 5(+)、6(-)に接点（ワンショット）を接続してください。
注）接点が閉じたままの状態では、正しくカウントされません。
閉じたまま使用しないでください。

5.2.9 ステータス出力の結線
ステータス出力を使用する場合、受信計器を出力側端子の 7(ST1+)、8(ST2+)、9(COM)、10(ST3+)に接続してください。各ステータス出力のマイナス側は共通になっています。
本器のステータス出力はオープンコレクタタイプです。負荷は電圧 DC30V 以内、電流は 50mA 以下とし、必ず電流制限抵抗を挿入してください。

5.2.10 電源ヒューズ
UL330R には端子台左側に電源ヒューズホルダがあり、その中に電源ヒューズがあります。
ヒューズは普通溶断型 A 種特性、250V-1.5A、5.2×20mm サイズです。
製品納入時に予備ヒューズが付属となっています。

- 12 -

IM-F2389-J00

5.3 センサの設置が注記

5.3.1 センサの取付
センサの取付には V 法（反射型）と Z 法（透過型）の 2 種類があり、配管種類と口径によって取付方法が異なります。

反射型（V 法）

※補助レール

透過型（Z 法）V 法と Z 法の取付区分は、原則として以下の表に従ってください。
配管材質

配管呼び径 D

センサタイプ

取付方式

センサレール

補助レール

プラスチック配管

25mm≦D≦40mm

UFS330-A

V法

320mm type × 2

あり

50mm≦D≦150mm

UFS330-A

V法

320mm type × 2

なし

200mm≦D≦300mm

UFS330-A

Z法

320mm type × 2

なし

25mm≦D≦125mm

UFS330-A

V法

320mm type × 2

150mm≦D≦300mm

UFS330-A

Z法

320mm type × 2

350mm≦D≦400mm

UFS330-C

Z法

620mm type × 2

PVC (VP.HIVP[JIS K 6741])
PE (肉厚≦10mm)ステンレス鋼鋼管[JIS G3459 /JIS G3468](肉厚≦Sch 20)- 13 -

IM-F2389-J00

がa)

センサレールの取付
付属のセンサ取付バンドを使って、下図のように配管を取り付けてください。
注）水平配管に取り付ける場合は、超音波の伝搬経路が水平になるように取り付けてください。伝搬経路を垂直にすると、管内の気泡により超音波が伝搬せず、正常動作しない可能性があります。

V 法（補助レールを使用する場合）
注）呼び径が 40mm 以下のプラスチック配管は、配管の変形を防止するため、センサレールと補助レールを1 本ずつ組み合わせて、配管に必ず 2 本設置してください。

補助レール（プラスチック 40A 以下のみ）

取付バンド

センサレール

V 法（補助レールを使用しない場合）、Z 法
注）センサレールは、センサ取付方法が V 法であっても配管に必ず 2 本設置してください。センサ取付方法
が V 法となっていても、配管の歪み、配管内の付着や外来ノイズ等の影響により、センサ取付方法を Z法へ変更が必要な場合があります。

センサレール

取付バンド- 14 -

IM-F2389-J00

がb)

グリスの塗布（標準品：グリス

特殊品:RTV ゴム）

センサと管壁の間の空気層を排除するため、超音波センサが管壁に接する面に必ずグリスを塗布してください。
グリス塗布面センサ押し付けネジ

注）RTV ゴムはペースト状からゴム弾性体に硬化する性質上、保守点検時にグリスを塗り直す手間を省くことが出来ますが、仮にセンサの移設等取外しが必要になった場合は、取外しが困難になり、取外し時にセンサが破損する恐れもありますので、取扱には注意してください。

注）弊社サービス員に調整を依頼される場合、RTVゴムは弊社サービス員の調整前に塗布しないでください。弊社サービス員による調整前に仮の測定状態にする必要がある場合は、標準品のグリスを選定して
ください。

c)

センサの取付センサを四角穴からレールに入れてください。この時、塗布したグリスが配管、レール上の余分な位置に付かないよう、センサ押し付けネジを反時計方向いっぱいに回してグリス塗布面をレールの内側に収納しておいて
ください。
四角穴

注）センサ四角穴からレールに出し入れするためには、センサを設置する管壁から 110mm 程の空間が必要です。隣接して配管がある場合や、壁際等の狭隘部へセンサを設置する場合は注意してください。

- 15 -

IM-F2389-J00

d)がセンサ間距離の設定
センサ間距離は変換器に必要なデータを入力することにより自動的に計算され、表示されます。

（『6.6.2 基本項目の設定 〔1.BASIC〕』の『14) SENSOR DISTANCE （センサ間距離）』を参照してください。）
センサ固定ネジを反時計方向に回して緩め、バーニアの先端をスケールに合わせてセンサ間距離に設定してください。
注）Z 法の場合はセンサレールの目盛りの振り方に注意をし、センサ間距離を設定してください。

バーニア

センサ固定ネジ

センサ押し付けネジ

5.3.2 センサの固定

スケール

注記

配管への固定が完了したら、センサ押しつけネジを手で時計方向に回してセンサを配管に密着させてください。
注）この密着が不十分ですと、良好な超音波信号を得られず計測不良が発生することがあります。
特にセンサに RTV ゴムを塗布する場合は、密着が不十分な状態で硬化してしまうと計測不良が発生するだけでなく、再調整に時間を要するため注意してください。

5.3.3 専用ケーブルの取り付け

注記

センサの固定が完了したら、IN（上流側）、OUT（下流側）を間違えないように信号ケーブルを接続してください。

5.3.4 センサ部の防水措置
センサの保護等級は IP65 です。保温材施工における結露水の凝縮、屋外設置時の防水カバーにたまる雨水等により、センサが水没する場合がありますので、必ず水抜き穴を設けてください。
屋外の配管に超音波センサを設置する場合、・ センサの防水性は専用信号ケーブルを接続した時に始めて保証されます。センサを固定したら必ずケーブルを接続するか、接続まで時間がある場合、何らかの防水措置を施してください。
・ カップリング用のグリスが雨水などで流され、長期的安定性に問題が発生することがあります。この場合、現場で何らかの防水措置を実施してください。

- 16 -

IM-F2389-J00

が6. 変換器の操作
6.1 設定作業の必要性
UL330R 超音波流量計は注文時に指示がある場合は所定の仕様で変換器にデータ設定を行い、TAG No.を明示して納入しています。
（製品にセンサ間距離の設定、配管への取付および変換器との組合せを正しく行えば、後述のゼロ点調整を行うだ
けで運転できます。
）
このデータ設定が行われていない場合や、運転条件を変更する場合には下記の要領で設定を行ってください。

6.2 操作・表示箇所
1

2

3

4

9

10

UL330

MENU
ENT.

5

6

7

▲

8

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

名称
ステータス 1 ランプ
ステータス 2 ランプ
ステータス 3 ランプ
表示器
MENU/ENTER キー
UP キー
DOWN キーSHIFT キー⑨

ZERO/BACK キー⑩

MEAS./SET キー▼▼

STATUS 1

2

3

ZERO
BACK

MEAS
SET

機能
このランプは未使用です。
消灯=正常測定中、点灯=測定エラー中
緑=正方向流量、赤=逆方向流量、(橙＝設定中)
瞬時流量、積算流量、設定パラメータ表示
設定モードでのメニュー移行、決定
設定モードでのパラメータ、数値変更
設定モードでのパラメータ変更位置の移動測定モード：ゼロ点調整
設定モード：メニューの逆行
測定モード、設定モードの切替- 17 -

IM-F2389-J00

が

6.3 キー操作の基本的な説明
本器には MEAS./SET キーと 4 つの設定キー、ZERO/BACK キーがあります。
MEAS. /SET キーを長押しすることで、流量計の動作を測定モード / 設定モードを交互に切り替えます。
パラメータを変更する場合は、測定モードから設定モードに移行し、設定キーを使って設定変更してください。
パラメータメニューにおいて設定値が正しくない場合はエラーメッセージが表示されます。エラーが表示された場合は設定内容を再チェックの上、設定値を修正してください。

・設定キーの機能
動作状態
キー名称
測定モード

設定モード

MENU/ENTER キー

パラメータ、数値の決定

MENU

パラメータメニューの移行

ENT.

UP キー

現在の設定値確認

パラメータの切替（長押し）

設定数値のアップ変更

DOWN キーパラメータの切替
設定数値のダウン変更

SHIFT キー
数値変更位置の移動

ZERO/BACK キー

実ゼロ調整

：

ZERO

ZERO

初期ゼロ調整：▼ ＋ ZERO

BACK

（長押し）

パラメータメニューの逆行

MEAS./SET キー
動作状態の切替
MEAS.

（長押し）

SET

- 18 -

IM-F2389-J00

が

6.4 モードの切替
本器には下図に示すように、「測定モード」と「設定モード」の 2 つのモードがあります。
各モード間の移行は MEAS./SET キー、MENU/ENTER キー、UP キー、DOWN キーで行います。

電源投入

測定モード

設定モード

・ 測定モード
あらかじめ変換器に設定されたデータ（条件）により流量を測定し、表示および出力するモードです。表示および出力内容は設定によって変更できます。

・ 設定モード
変換器の各種パラメータの設定を行うモードです。測定モードで MEAS./SET キーを長押しすることでパスワ
ードチェックを行い、正解であれば切り替わります。
設定モードでは流量測定を停止し、アナログ出力は最後に測定した値を出力し、パルス出力は停止します。ただし、『6.LOOP TEST』は各種出力の確認を行うためその時は設定した値を出力します。
また、設定モードから測定モードに戻る際には流量は一旦ゼロとなり再測定を行います。

設定モードは機能別に次の 6 つのメニューで構成されています。
1. BASIC ……

基本項目の設定

配管の寸法やフルスケール流量値など、測定に関する基本的な項目を設定、変更します。
また、センサ取付間隔はこのメニュー内で確認できます。
2. TOTALIZATION ……

積算設定

積算機能の設定を行います。
3. DISPLAY ……

表示設定

測定モードでの LCD 画面表示内容を設定します。
4. OPERATION ……

測定パラメータの設定

測定動作に関する項目の設定を行います。
5. OPTION ……

オプション機能の設定

測定に関するその他の項目や、通信機能の設定を行います。
6. LOOP TEST ……

出力確認

各種出力の確認を行います。

フローチャートに示すように、MENU/ENTER キーを押す度に設定項目が切り替わります。
必要な項目を選択して設定を行ってください。

- 19 -

IM-F2389-J00

が設定モードのフローチャート
絵記号説明：MENU/ENTER キー：UP キー：DOWN キー：SHIFT キー：ZERO/BACK キー：MEAS./SET キー
・各キースイッチ動作内容の詳細は、『6.3 キー操作の基本的な説明』を参照してください。
・設定中どこからでも、MEAS./SET キーを長押しすることで測定モードに戻ります。
・出荷時のユーザーパスワードは「0000」です。

電源投入
S

12.3%
123.4m3/h
S

測定モード
キー長押し

PASSWORD CHECK
####
↵

パスワード
チェック

失敗

1.基本パラメータの設定（6.6.2 参照）

成功
SELECT PARA MENU
1. BASIC↵ZSENSOR KIND
2MHz
Z

・センサ形式の選択↵

PIPE KIND
Plastic1
Z

・配管種別の選択↵

PIPE DIAMETER####.# mm
Z↵

PIPE THICKNESS##.# mmZ

Z・検出器定数の設定↵

FULL SCALE,UNIT###### m3/min
Z・フルスケール流量の設定↵

SENSOR CONFIG
V TypeZ・動粘度の設定↵

KFactor#.###Z・流体音速の設定↵

KINEM VISCOSITY##.## mm2/s
Z・ライニング音速の設定↵

FLUID SOUNDSPEED#### m/s
Z・ライニング厚の設定↵

LINER SOUNDSPEED#### m/s▼ ▲・配管音速の設定↵

LINER THICKNESS#### m/s
Z・配管肉厚の設定↵

WALL SOUNDSPEED#### m/s
Z・配管外径の設定

・センサ取付方式の設定↵

SENSOR DISTANCE####.# mm

・センサ間距離の確認（自動演算）↵- 20 -

IM-F2389-J00

が▼ ▲2. 積算設定（8.1 参照）↵

SELECT PARA MENU
2. TOTALIZATIONZTOTAL MODE
+totalZ・積算機能の選択↵

COUNTER RESET
None

None

・積算値の消去

積算値の
消去
Yes

COUNTER RESET
None
Re-CheckZ

None

・積算値の消去（再確認）

積算値の消去
（再確認）
Yes

▼ ▲

積算値消去
TOTAL VOL UNIT
m3
Z↵

MULTIPLIC FACTOR
X1
Z

・積算単位の選択

・積算乗数の選択↵

PULSE WIDTH
50ms(Max 10pps)

・積算出力のパルス幅選択↵

3. 表示設定（8.2 参照）
SELECT PARA MENU
3. DISPLAY↵ZDISPLAY
Flow Rate+Total

・表示内容の選択↵▼ ▲- 21 -

IM-F2389-J00

が▼ ▲4. 測定パラメータの設定（8.3 参照）↵

SELECT PARA MENU
4. OPERATIONZDAMPING TIME
XXXs
Z

↵

LOW CUTOFF
Yes

None

・時定数の設定

・ローカットオフの使用可否

低流量カットの
使用可否

Z

Yes
LOW CUTOFF
###%

▼ ▲

Z

・ローカットオフの設定↵

SIGNAL LOSS HOLD
10s
Z・空検知待ち時間の設定↵

EMPTINESS PROT’T-15%

・異常状態での出力設定↵

5. オプション機能の設定（8.4 参照）
SELECT PARA MENU
5. OPTION↵ZMANUAL LIN’RIZER
Yes

None

・マニュアルリニアライザの使用可否

手動補正の
使用可否

Yes
FOLD POINT NO##Z↵DECIMAL POINT##
Z

・折れ点数の設定・小数点位置の設定↵

DATA **/** (unit)
Out#### In####入力数 < 折れ点数
▼ ▲

入力回数の
判定

入力数 = 折れ点数
NEW PASSWORD####

・パスワードの変更↵- 22 -

IM-F2389-J00

が▼ ▲SELECT PARA MENU
6. LOOP TEST

6. ループテスト（8.5 参照）↵
Z

CURRENT TEST##mA
Z

・電流出力のテスト↵

PULSE TEST OUT####pps

・パルス出力のテスト↵- 23 -

IM-F2389-J00

が6.5 パラメータの設定方法
6.5.1 パスワードの入力
測定モードで MEAS./SET キーを長押しすると、設定モードに入る前にパスワードチェックを行います。UP、
DOWN、 SHIFT キーを使い、ユーザパスワードにあらかじめ設定された 4 桁の数字を入力してください。パス
ワードが正しければパラメータ設定モードに移行します。
工場出荷時のユーザパスワードは「0000」です。

・ パスワード入力方法

PASSWORD CHECK
0000►

PASSWORD CHECK
0000
►

►

PASSWORD CHECK
0000►

PASSWORD CHECK
0000↵

SELECT PARA MENU
1.BASIC▲▼PASSWORDPASSWORDPASSWORDPASSWORDCHECKPASSWORDPASSWORDPASSWORDPASSWORDCHECKPASSWORDCHECKPASSWORD
CHECK
CHECK
CHECK
CHECK
CHECK
CHECK
CHECK
100020003000
4000
5000
6000
7000
8000
90000000▲▼

カーソルが点滅している桁の数値を UP キー、DOWN キーで変更します。
数値は UP キーで増加し、“9”まで行くと“0”に戻り、DOWN キ
ーで減少し“0”から“9”に移ります。
カーソルは SHIFT キーを押すことで下の桁に移動します。最小桁まで行くと最大桁に戻ります。
所望の数値に設定後、MENU / ENTER キーを押して設定してくだ
さい。パスワードが合っていればメニュー項目の選択に移ります。

- 24 -

IM-F2389-J00

が6.5.2 メニュー項目の選択

パスワードの入力後、今度は設定したいメニュー項目を選択します。UP、DOWN キーを用いてメニュー項目を選択してください。選択後、MENU / ENTER キーを押すことでパラメータの変更画面に移ります。
SELECT PARA MENU
1.BASIC▼UP キー、DOWN キーを押してパラメータを選択してください。
選択パラメータは循環します。所望のパラメータを選択し、▲MENU / ENTER キーを押して設定してください。

SELECT PARA MENU
2.TOTALIZATION▼MENU / ENTER キーを押すと次のパラメータ項目に移行します。

▲

1. BASIC ……

SELECT PARA MENU
3.DISPLAY▲▼▲

2. TOTALIZATION ……
3. DISPLAY ……

▼

5. OPTION ……

▲▼

測定パラメータの設定

オプション機能の設定

6. LOOP TEST ……

SELECT PARA MENU
5.OPTION

積算設定

表示設定

4. OPERATION ……

SELECT PARA MENU
4.OPERATION▼

基本項目の設定

出力確認▲

SELECT PARA MENU
6.LOOP TEST

6.5.3 パラメータの変更
メニュー項目の選択後、パラメータの変更画面に移ります。MENU / ENTER キーと ZERO キーで設定したいパラメータを選択し、UP、DOWN, SHIFT キーを使いパラメータを選択、又は数値を変更してください。
MENU/ENTER キーで変更内容が決定され、次のパラメータに移ります。
・ 変更したいパラメータの選択例）基本項目の設定〔１．BASIC〕
SELECT PARA MENU
1. BASICZ↵SENSOR KIND
2MHzZ

MENU / ENTER キーを押すことで次のパラメータ項目に、ZERO /BACK キーを押すことで前のパラメータ項目に移ります。

設定したいパラメータ項目を選びましたら、UP、DOWN、SHIFT↵

キーでパラメータを選択、または数値の変更を行ってください。

PIPE KIND
Plastic1
Z↵

PIPE DIAMETER####.# mm
Z↵

PIPE THICKNESS##.# mm
Z↵

WALL SOUNDSPEED#### m/s- 25 -

IM-F2389-J00

が設定パラメータには項目を選択するタイプと、数値を入力するタイプがあり、それぞれ設定方法が異なります。
下記の操作でパラメータを変更してください。
1) パラメータを選択する場合例）積算機能の選択〔TOTAL MODE〕

TOTAL MODE
None

UP キー、DOWN キーを押してパラメータを選択してください。
選択パラメータは循環します。所望のパラメータを選択し、▲▼MENU / ENTER キーを押して設定してください。

TOTAL MODE
＋TOTAL▲▲▼▼MENU / ENTER キーを押すと次のパラメータ項目に移行します。

TOTAL MODE
SUM TOTAL▲▼TOTAL MODE+/-TOTAL

2) パラメータ値を入力する場合
例）配管外径の設定〔PIPE DIAMETER〕
PIPE DIAMETER
0023.0 mm►

PIPE DIAMETER
0023.0 mm►►

PIPE DIAMETER
0023.0 mm►

PIPE DIAMETER
0023.0 mm↵

PIPE THICKNESS##.# mm▲▼PIPEPIPE
DIAMETERU
PIPE
DIAMETERU
PIPE
PIPE
PIPE
PIPE
DIAMETERU
PIPE
DIAMETERU
PIPE
DIAMETERU
DIAMETERU
DIAMETERU
DIAMETERU
PIPE
DIAMETERU
DIAMETER
1023.02023.03023.0mm4023.05023.06023.0mm
7023.08023.09023.0mmmm
mm0023.0mm
mm
mmmm mm▲▼

カーソルが点滅している桁の数値を UP キー、DOWN キーで変更します。
数値は UP キーで増加し、“9”まで行くと“0”に戻り、DOWN キ
ーで減少し“0”から“9”に移ります。
カーソルは SHIFT キーを押すことで下の桁に移動します。最小桁まで行くと最大桁に戻ります。
所望の数値に設定後、MENU / ENTER キーを押して設定してください。次のパラメータ項目に移ります。

- 26 -

IM-F2389-J00

が6.5.4 パラメータ一覧
パスワードの入力
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
パスワードの入力
PASSWORD CHECK
設定メニュー
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段

設定メニューの選択
SELECT PARA MENU

1.BASIC 基本項目の設定
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
センサ種別の設定
SENSOR KIND
配管材種別の設定
PIPE KIND
配管外径の設定
PIPE DIAMETER
配管肉厚の設定
PIPE THICKNESS
配管材の音速設定
WALL SOUNDSPEED
ライニング厚の設定
LINER THICKNESS
ライニング材の音速設定
LINER SOUNDSPEED
流体の音速設定FLUID SOUNDSPEED
流体の動粘度設定
KINEM VISCOSITY
検出器定数の設定
KFactor
フルスケール流量の設定
FULL SCALE, UNIT
センサ取付方式の設定
SENSOR CONFIG
センサ間距離の確認
SENSOR DISTANCE

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段

初期値

0000 ~ 9999

0000

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段
基本項目の設定
1.BASIC
積算設定
2.TOTALIZATION
表示設定
3.DISPLAY
測定パラメータの設定
4.OPERATION
オプション機能の設定
5.OPTION
出力確認
6.LOOP TEST

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段

初期値

1MHz、2MHz

2MHz

Plastic1、Plastic2、Metal

Plastic10008.0 ~ 2000.9 mm

0114.0 mm

01.0 ~ 50.0 mm

06.6 mm0500 ~ 5000 m/s

2120 m/s

0.0 ~ 20.0 mm

00.0 mm0500 ~ 5000 m/s

2120 m/s

0500 ~ 5000 m/s

1482 m/s

00.30 ~ 40.00 mm2/s

01.00 mm2/s

0.450 ~ 2.200

1.000

0.001 ~ 9999#.###, ##.##, ###.#,####

mL/s, mL/min,
L/min, L/h,
m3/h, km3/h

50.00m3/h

V Type, Z TypeV TypeXXX.X mm （CPU で自動計算）

099.7mm- 27 -

IM-F2389-J00

が2.TOTALIZATION 積算設定
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
積算機能の選択TOTAL MODE
積算値の消去COUNTER RESET
積算値の消去（再確認）
COUNTER RESET
積算単位の選択TOTAL VOL UNIT
積算乗数の選択
MULTPLIC FACTOR
積算出力のパルス幅選択
PULSE WIDTH
3.DISPLAY 表示設定
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
表示内容の選択DISPLAY
4.OPERATION 測定パラメータの設定
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
時定数の設定DAMPING TIME
ローカットオフの使用可否
LOW CUTOFF
ローカットオフの設定
LOW CUTOFF
空検知時の待ち時間設定
SIGNAL LOSS HOLD
異常状態での出力設定
EMPTINESS PROT’T
5.OPTION オプション機能の設定
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
マニュアルリニアライザの選択
MANUAL LIN’RIZER
折れ点数の設定
FOLD POINT
小数点位置の設定
DECIMAL POINT
リニアライザデータの設定
DATA **/**
RS485 ボーレート
RS485 パリティ
RS485 ストップビット
RS485 サイレントインターバル
RS485 スレーブアドレス
パスワードの変更
NEW PASSWORD

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段

初期値

None, +Total, SUM Total, +/- Total+/- Total

None, Yes

None

None, Yes（Re-check）

None

mL, L, m3, km3

m3

×0.1, ×1, ×10, ×100, ×1k (1k = 1000)

×1

0.5ms(Max 1kpps), 50ms(Max 10pps),
100ms(Max 5pps), 500ms(Max 1pps),
1s (Max 0.5pps)

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段
Flow Rate,

Flow Rate＋Total, Total, Easy Total

50ms(Max 10pps)

初期値
Flow Rate+Total

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段

初期値

000 ~ 100 s

002 s

Yes, NoneYes

00 ~ 30 %02 %01 ~ 30 s

10s-15%(1.6mA), 125%(24mA), 0%(4mA), HOLD

-15%(1.6mA)

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段

初期値

None, Yes

None

00 ~ 1010#.###, ##.##, ###.#, ########Out ####
In ####（実測流量)（変換器の表示流量）2400bps、4800bps、9600bps、19200bps
ODD、EVEN、None
1bit、2bit
0～10ms
01～31

19200bps
EVEN
1bit
1ms
01

####

0000

- 28 -

0000

IM-F2389-J00

が

6.LOOP TEST 出力確認
パラメータメニュー〔表示〕:LCD 上段
電流出力のテスト
CURRENT TEST
パルス出力のテスト
PULSE TEST OUT

UP、DOWN、SHIFT キーで選択される内容、設定範囲:LCD 下段

初期値

None, 1mA, 4mA, 8mA, 12mA, 16mA, 20mA

None

None, 0.5pps, 1pps, 10pps, 100pps, 500pps,
1000pps

None

6.6 測定条件の設定
本器をご使用になる場合、最低限、配管、流体、フルスケール流量のデータを入力する必要があります。これらのデータを調査・決定した後、設定メニューの“1.BASIC”でデータを入力してください。

6.6.1 必要なデータ測定のためには配管、流体、フルスケール流量のデータを入力する必要があります。これらのデータを調査、決定
した後、設定メニューの“1.BASIC”でデータを入力してください。

6.6.2 基本項目の設定 〔1.BASIC〕
このメニューでは測定に必要な基本的なデータを設定します。
1) 基本パラメータの設定メニューへの移行
電源スイッチを入れるとスタートアップ画面が表示されます。（図中の“ * ”は仕様により変化します。）

Ver F** D**.C**
しばらくすると LCD 画面に流量表示、またはエラーメッセージが表示されます。
（配管等の設定を合わせていない場合、“SIGNAL LOSS”などのエラーメッセージが表示されます。）（流量表示例）（エラーメッセージ表示例）

流量表示、もしくはエラー表示になりましたら、MEAS./SET
キーを長押しし、変換器を設定モードに切替えます。
パスワード入力画面が表示されますので、設定したパスワー
ドを入力し、MENU/ENTER キーを押してください。工場出
荷時のパスワードは“0000”です。
パスワードが正しければパラメータの選択メニューが表示さ
れ ま す 。 UP/DOWN キ ー で “ 1.BASIC ” を 選 択 し 、MENU/ENTER キーを押してください。設定項目に移ります。

2) SENSOR KIND （センサ種別の選択）
センサの種別を選択します。選択項目による特性の違いは2MHz

以下に示します。センサの種別に合わせて選択してください。
- 29 -

IM-F2389-J00

選択項目名
2MHz
1MHz

が

使用条件
一般的な配管で使用。標準品
減衰の大きい配管材で使用。特殊品

3) PIPE KIND （配管材質の選択）
配管材質を選択します。選択項目ごとの材質の種類と使用条件は以下の通りです。
選択項目名
Plastic1
Plastic2
Metal

使用条件
配管材質がプラスチックの時（PVC,PE）
使用しない
配管材質がステンレス鋼管の時

注）PVDF 又は PP 管は超音波信号の減衰量が大きいため、UL330R での測定には適していません。
そのような配管を測定する場合はあらかじめご相談ください。
4) PIPE DIAMETER （配管の外径）
配管の外径を入力します。
一般的な配管の寸法は付表 1：『一般配管外径、肉厚一覧』を参照してください。

5) WALL THICKNESS （配管の肉厚）
配管の肉厚を入力します。
一般的な配管の寸法は付表 1：『一般配管外径、肉厚一覧』を参照してください。

6) WALL SOUNDSPEED （配管材の音速）
配管材の音速を入力します。
一般的な配管の音速は付表 2：『配管材質別音速表』を参照してください。

7) LINER THICKNESS （ライニング厚の設定）
ライニング材の肉厚を入力します。
ライニング管を使用しない場合は、肉厚を 00.0mm（初期設定値）に設定してください。

8) LINER SOUNDSPEED （ライニング材の音速）
ライニング材の音速を設定します。
ライニング管を使用しない場合（ライニング厚を 00.0mm とした場合）、音速を 2120m/s（初期設定値）に設定してください。
付表 2：『配管材質別音速表』を参照してください。

注）ライニング管は、配管材とライニング材が完全に接着されていない場合や、経年劣化で部分的に剥がれている場合があり、そのような配管では超音波信号が伝わらない場合があります。
また、ゴムライニングなどライニングの材質によって超音波信号が妨げられる場合もあります。
超音波信号が伝わった場合でも、ライニング管は超音波信号の減衰量が大きいため、UL330R での測定には適していません。ライニング管を使用する場合にはあらかじめご相談ください。
- 30 -

IM-F2389-J00

が9) FLUID SOUNDSPEED （流体の音速）
測定流体の音速を入力します。
一般的な流体の音速は付表 3：『液種別音速表』を参照してく
ださい。

10) KINEM VISCOSITY （流体の動粘度）
測定流体の動粘度を入力します。

11) KFactor （検出器定数の設定）
検出器定数を入力します。

流量計の測定ラインで精度の高い校正が可能な場合は、このパラメータを使用することで流量を合わせこむことが可能です。合わせこみはどの点でも可能ですので、非ニュートン流体など偏差の大きい流体の流量を 1 点
だけ合わせることも可能です。
検出器定数は掛算の係数で、表示、出力流量は次のようになります。

表示、出力流量 = 内部測定流量 × 検出器定数（K）

・検出器定数による表示、出力流量の変化

・検出器定数による一点合わせこみの例
K 増加 K = 1.0

K = 1.0
表示、 出力流量

合わせ込み点

測定流量

K = 1.5

実測流量
測定流量（調整前 ）測定流量（調整後 ）K = 0.5-100 %

0

100 %

0

実測流量

測定流量

12) FULL SCALE､UNIT （フルスケール流量の設定）
配管径に応じた流量設定範囲内で、フルスケール流量の設定が可能です。ここで選択した流量単位と小数点位
置は、測定モードでの流量表示に反映されます。
フルスケール流量の設定は他とは異なり 3 つのパートに分かれており、①数値部分の入力、②流量単位の選択、③小数点位置の順に設定します。それらの設定方法を説明します。

① 数値部分の入力
フルスケール流量の数値部分を入力します。現在表示している流量単位や小数点位置を考えず、4 桁の数値を入力してください。最小桁を入力後、SHIFT キーを押すと②流量単位の選択に移ります。
例）フルスケール流量を 100m3/h に設定したい場合、現在の小数点位置や単位を考えず“1000”または“0100”と入力する。
- 31 -

IM-F2389-J00

がまたは② 流量単位の選択
フルスケール流量の単位を UP、DOWN キーで選択します。
正しく選択できたら SHIFT キーを押してください。
③小数点位置の設定に移ります。

例）フルスケール流量を 100m3/h に設定したい場合、流量単位を“m3/h”に変更する。

③ 小数点位置の設定
フルスケール流量の小数点位置を UP、DOWN キーで設定します。正しく選択できたら SHIFT キーを押してください。
①数値部分の入力に戻ります。

例）フルスケール流量を 100m3/h に設定したい場合、小数点位置を“100.0”もしくは“0100”になるよう変
更する。

または

ここで選択した小数点位置は、測定モードの流量表示に反映します。例えば、フルスケール流量を“XX.00”と設定した場合、測定モードの実流量表示は小数点第 2 桁まで表示されます。しかし“00XX”と設定した場合、流量自体は同じ値ですが、小数点以下の流量は表示されません。必要に応じて小数点位置を選択してください。

以上の操作により、フルスケール流量を正しく設定できたら MENU/ENTER キーを押してください。設定が保存され、次のメニューに移ります。

- 32 -

IM-F2389-J00

が13) SENSOR CONFIG （センサ取付方式）
センサの取付方式を選択します。UP、DOWN キーで“V Type”
か“Z Type”を選択してください。取付方法はセンサの種別、配管径、および材質によって変わります。『5.3.1 センサの取付』の表、もしくは納入仕様書を参照してください。

14) SENSOR DISTANCE （センサ間距離）
ここまでに入力した配管や流体の設定から、最適なセンサの取付間隔を自動的に計算、表示します。
センサの設置の際は、上流側、下流側のセンサ間距離をこの値に合わせてください。
（『5.3.1 センサの取付』の『センサ間距離の設定』を参照してください）15) 基本パラメータ設定の終了
ここまでの設定が終わりましたら MEAS./SET キーを長押しし、変換器の動作を測定モードに切替えます。

16) 誤設定
設定パラメータに問題があった場合、エラーメッセージが表示されます。解決方法は『6.6.3 設定中のエラー』を参照してください。

6.6.3 設定中のエラー
設定したデータに誤りがあると、LCD 画面にエラーメッセージが表示されます。

設定範囲外のデータを入力し、MENU/ENTER キーを押した場合は “ERROR MESSAGE,

SETTING ERROR”と表示されます。

MENU/ENTER キーを押すと設定画面に戻りますので、パラメータを設定範囲内のデータに入力しなおしてくだい。

また、設定終了後、変換器を測定モードに切替えた時に、“SETTING ERROR,SENSOR VS F.S.”と表示される場合があります。
このエラーは、配管口径の設定に対してフルスケール流量が流速換算で 0.3 ~ 10 m/s の範囲外である場合表示されます。MEAS./SET キーを長押しするこにより設定モードへ切り替わりますので、“1.BASIC”の設定値を確認し、正しいデータに入力しなおしてください。

このようにパラメータの組合せで発生するエラーは他にもあり、フルスケール流量に対し、積算パルス出力の最大値が少ない場合
は “SETTING ERROR,

F.S. VS PULSE”とエラーメッセージが表示されます。
このエラーを解消するためには“2.TOTALIZATION”の設定値を確認し、積算パルス出力の最大出力数を変更する必要があります。積算機能の詳細は『8.1 測定方向、積算出力の設定 〔2.TOTALAIZATION〕』を参照してください。
- 33 -

IM-F2389-J00

が・設定中のエラーメッセージ表示
SETTING ERRORPROPAGATION TIMESETTING ERRORSENSOR VS F.S.
SETTING ERROR
F.S. VS PULSE

異常内容
伝搬時間が長すぎる。
配管の設定とフルスケール流量の組合せが不適当。
フルスケール流量と積算パルス幅の組合せが不適当。
マニュアルリニアライザで表示流量〔In DATA〕がフルスケール流量をオーバーしている。
積算値が 0~999999 以外の値となっている。

SETTING ERRORIn DATA OVER FSERROR MESSAGE
TOTAL VOL ERRORERROR MESSAGESETTING ERR XXXXXX はエラーコード。

設定範囲外の値を入力した。

6.7 ゼロ点調整

対応方法
配管の設定が間違っていないか確認してください。
配管の設定に応じたフルスケール流量に変更してください。
フルスケール流量に対応した積算パル
ス幅に変更してください。
入力した表示流量をチェックしてくだ
さい。
積算リセットを行ってください。
エラーコード一覧表を参照し、設定値を変更してください。

注記

始めて計測を行う前に、下記内容を確認の上、必ずゼロ点調整を実施してください。
・ 正しくセンサが設置されていること
・ センサを設置した配管が満水状態であること
・ 変換器の動作が測定モードであること

ゼロ点調整には、流体の流れが停止している時に行う実ゼロ調整と、流体の流れが止められない時に行う初期ゼロ調
整があります。
ゼロ点調整時にエラーメッセージが表示される場合は、『6.7.4 ゼロ点調整時のエラー』または『10.1 トラブルシュート』を参照してください。

6.7.1 ゼロ点調整の流れ
ゼロ点調整は① 超音波受信信号の探索② 超音波受信信号の分析③ ゼロ点調整の順番で行います。ただし、初期ゼロ調整では③は行わず、ゼロ点のずれは無いものとして扱います。
・ゼロ点調整の違い
操作方法
超音波受信信号の探索
超音波受信信号の分析
ゼロ点調整

実ゼロ調整
ZERO/BACK キー
行う
行う
行う

初期ゼロ調整▼ + ZERO/BACK キー
行う
行う
ずれが無いものとする

6.7.2 実ゼロ調整
流体の流れが停止している時に行うゼロ点調整です。
変換器の動作が測定モードの時に、ZERO/BACK キーを長押ししてください。ゼロ点調整を開始します。
“ZERO ADJUST,

None （Normal）”- 34 -

IM-F2389-J00

と表示されます。ゼロ点調整を行って良ければ、UP / DOWN キーで Yes を選択し、ゼロ点調整を開始してくだがさい。
ゼロ点調整が始まると LCD 表示内容が変わり、“ZERO ADJUST##.##,

Search######”と表示され、超音波信号を探し始めます。ここで#は受信波形確認のための内部情報を示しています。
（注：この表示は超音波信号が見つかっている場合は一瞬しか表示されません。）
超音波信号を確認すると下段の表示が数字に変わり、ゼロ点調整が始まります。ゼロ点調整は 10 ~ 30 秒程度で終了します。
超音波信号をうまくとらえられない場合や、センサが正しく設置されていない場合は、“SIGNAL LOSS”が表示された後、“ZERO
PARAM ERROR”と表示されます。ゼロ点調整中にエラー表示が出る場合は『6.7.4 ゼロ点調整時のエラー』を参照してください。

ゼロチェックが無事終了すると LCD に、“DATA RENEWAL,

XXXX”と、データの更新メニューが表示されます。調整中に流れがあったなどの問題が無ければ“Yes”を選択し、MENU/ENTER キー
を押してください。ゼロ点調整値が更新されます。
ゼロ点調整値を更新したくない場合は“None”を選択することで前の調整値に戻ります。

6.7.3 初期ゼロ調整
流体の流れを止められない時に行うゼロ点調整です。ゼロ点ずれが無いものと見なし、仮のゼロ点を決めて流量測定を行います。
変換器の動作が測定モードの時に、DOWN キーを押しながらZERO/BACK キーを長押ししてください。LCD 表示器に“ZERO ADJUST,

None （Difference）”と表示されます。初期ゼロ点調整を行って良ければ、UP / DOWN
キーで Yes を選択し、初期ゼロ点調整を開始してください。
初期ゼロ調整が始まると LCD 表示内容が変わり、“ZERO ADJUST##.##,

Search######”と表示され、超音波信号を探し始めます。ここで#は受信波形確認のための内部情報を示しています。
（注：この表示は超音波信号が見つかっている場合は一瞬しか表示されません。）

超音波信号を確認すると下段の表示が数字に変わり、ゼロ点調整が始まります。ゼロ点調整は 10 ~ 30 秒程度で終了します。

- 35 -

IM-F2389-J00

超音波信号をうまくとらえられない場合や、センサが正しく設置されていない場合は、実ゼロ調整の時と同じくがエラーが表示されます。ゼロ点調整中にエラー表示が出る場合は『6.7.4 ゼロ点調整時のエラー』を参照してください。

ゼロチェックが無事終了すると LCD に、“DATA RENEWAL,

XXXX”と、データの更新メニューが表示されます。問題が無ければ“Yes”
を選択し、MENU/ENTER キーを押してください。ゼロ点調整値が更新されます。
ゼロ点調整値を更新したくない場合は“None”を選択することで前の調整値に戻ります。

6.7.4 ゼロ点調整時のエラー
ゼロ点調整中、超音波信号をうまく捕らえられない場合やセンサが外れている場合は、LCD 画面に
エラーメッセージが表示されます。
異常内容を確認後、それぞれのエラー対応方法を実施の上、再度ゼロ点調整を行ってください。

・ゼロ点調整中のエラーメッセージ
表示
99###

00###
ZERO ADJUSTSIGNAL LOSS#####（#は数字） ※1

異常内容
配管が満水で無いか、気泡等が混入している。
センサの取付間隔が合っていない。
センサが外れているか壊れている。
超音波の受信波形が規定値より大きくなっている。

ZERO ADJUSTU/D LEVEL RETIO

受信波形を認識するウィンドウが何らかの原因で規定位置から外れている。
気泡等の原因により、受信波形が大幅に減衰し見つからない。
数値はエラーが表示された直前のゲ
インコードで、測定対象液や、気泡の混入状態で数値は変わります。
ゼロ点調整中に上流側と下流側の受信信号のレベル差が大きい。

ZERO PARAM ERROR

ゼロ点調整に失敗した。

01###
～
98###

※1

対応方法
センサが正しく設置されているか、配管内が満液状態か確認してください。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
センサが正しく設置されているか確認してください。
確認後ゼロ点調整を実施してください。（増幅率の調整を行います。）
配管内に受信波形を減衰させる要因が無いか（気泡、固形物等）、ノイズが混入していないか確認してください。
頻繁にメッセージが表示される場合
は、流体の組成が変化しているか、センサの故障が考えられます。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
センサが正しく設置されているか確認してください。
センサが正しく設置されているか、また、配管が満液状態か確認し、再度ゼロ調整を行ってください。

エラーメッセージ後の 5 桁の数字はゲインコードで、エラーコードとは異なります。これは受信波形の増幅率を示しており、数字が大きいほど増幅率が大きく（=受信波形の信号強度が小さく）なっています。
本器では、受信波形が常に一定レベルになるようゲインコードを変化させており、測定中受信波形が見つからなくなった場合は、増幅率を上げるためゲインコードが少しずつ大きな値になります。

6.8 測定開始
ゼロ点調整が完了したら測定状態に移ります。

- 36 -

IM-F2389-J00

が

7. 運転
7.1 運転中の表示
運転を開始すると下記のような表示になります。
表示内容を変更したい場合は『8.1 測定方向、積算出力の設定 〔2.TOTALAIZATION〕』と、『8.2 表示の設定 〔3.DISPLAY〕』を参照してください。

・流量表示例

瞬時流量表示瞬時流量+積算流量表示

また、運転中に気泡等の混入があった場合は対応する LED が点灯します。

7.2 運転中のエラー
運転中何らかのエラーが発生した場合、LCD 表示器にエラーメッセージが表示されます。
異常内容を確認後、それぞれのエラー対応方法を実施してください。
・運転中のエラー
表示
##099

##001
SIGNAL LOSS#####（#は数字） ※1
##002
～
##098

WAVE DIFFERS
U/D LEVEL RATIOPARAMETER ERROR
XXX

※1

異常内容
配管が満水で無いか、気泡等が混入している。
センサの取付間隔が合っていない。
センサが外れているか壊れている。
超音波の受信波形が規定値より大きくなっている。
受信波形を認識するウィンドウが何らかの原因で規定位置から外れている。
気泡等の原因により、受信波形が大幅に減衰し見つからない。
数値はエラーが表示された直前のゲ
インコードで、測定対象液や、気泡の混入状態で数値は変わります。
測定中の波形が、測定するごとに大きく異なっている。
測定中、上流側と下流側の受信信号のレベル差が大きい。
設定範囲外の値を入力したまま測定
モードに移行した。
XXX はエラーコード

対応方法
センサが正しく設置されているか、配管内が満液状態か確認してください。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
ゼロ点調整を実施してください。
（増幅率の調整を行います。）
配管内に受信波形を減衰させる要因が無いか（気泡、固形物等）、ノイズが混入していないか確認してください。
頻繁にメッセージが表示される場合
は、流体の組成が変化しているか、センサの故障が考えられます。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
センサが正しく設置されているか確認してください。
エラーコード一覧表を参照し、設定値を変更してください。

エラーメッセージ後の 5 桁の数字はゲインコードで、エラーコードとは異なります。これは受信波形の増幅率を示しており、数字が大きいほど増幅率が大きく（=受信波形の信号強度が小さく）なっています。
本器では、受信波形が常に一定レベルになるようゲインコードを変化させており、測定中受信波形が見つからなくなった場合は、増幅率を上げるためゲインコードが少しずつ大きな値になります。

- 37 -

IM-F2389-J00

が

8. 各種設定の変更
前項までの操作で基本的な測定が可能ですが、そのほか積算出力やステータス出力、流量表示内容などさまざまな設定を変更することができます。
本項では各種設定の説明および変更方法を解説します。

8.1 測定方向、積算出力の設定 〔2.TOTALAIZATION〕
本器は正逆両方向の測定および積算計測を行うことができます。
このメニューでは、流量の測定方向と、積算機能の設定を行います。

8.1.1 積算出力機能の各設定値の計算
積算出力の設定には、フルスケール流量、1 秒間あたりの出力パルス数、受信計器側の入力パルス幅仕様の組み合
わせを考える必要があります。下の表から設定可能な値を計算してください。
パルス幅
0.5ms
50ms
100ms
500ms
1s

1 秒間当たりの最大出力パルス数 pps (PULSE/s)
1000
フルスケール流量時の出力パルス数を「pps」に換算し10た値により選択してください。
51（受信計器側の仕様に注意してください。）
0.5
積算体積単位流量単位
mL/s
mL/min
L/min
L/h
m3/h
km3/h

mL

L

m3

km3

1
60
60•10-33600•10-33600•10-63600•10-910360•10360
3600
3600•10-33600•10-6

10660•10660•1033600•1033600
3600•10-3

10960•10960•1063600
3600•10-33600•10-6〈出力パルス数の計算例〉

フルスケール流量が 300m3 /h の時、積算単位を L、積算乗数を×100（1 パルス当たり 100L）にする場合
300
L/s
300 m3/h 
フルスケール流量時の1秒間当たりの体積3600
 10 3
 0.83 pps 
1パルス当たりの体積
100 L/PULSE  100 L/PULSE 
よって、1秒間当たり0.8 ~ 0.9 個のパルスを出力する 。

この場合、UL330 で設定できるパルス幅は 0.5ms ~ 500ms のいずれかとなり、1s は設定できません。

- 38 -

IM-F2389-J00

が8.1.2 積算と測定方向の関係

積算機能の選択項目と流量の測定方向には密接な関係が有り、選択項目によっては逆方向の流量測定を行いません。選択項目と測定方向、出力の関係を以下に示します。

・選択項目による測定方向の違い
選択項目

測定方向

None
+Total
SUM Total+/-Total

正方向のみ測定
正方向のみ測定正逆両方向測定正逆両方向測定

ステータス 3 出力（流れ方向）OFF のみ（変化無し）
OFF のみ（変化無し）
正：OFF、逆：ON
正：OFF、逆：ON

積算の記録方法
しない
正方向のみ記録
正逆流量の合計を記録
正方向流量と逆方向流量を個別に記録・測定方向による流量と出力の関係
ステ ータ ス 3： 流れ方向NO

ステ ータ ス 3： 流れ方向

OPEN

NO

OPEN

OPEN

ア ナロ グ出力

20mA

ア ナロ グ出力

20mA

CLOSE

4mA

4mA
-100 %

0100 %-100 %

0

100 %

流量

流量

正方向のみ測定正逆両方向測定

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

+

ST3

NO

積算流量

積算流量

ST3

・選択項目による積算記録方法の違い

0
-

OPEN

OPEN

0
-

OPEN

-

0

CLOSE

OPEN

OPEN

+

ST3

OPEN

+Total

積算流量

ST3

積算流量

OPEN

0

-

0
-

NO

+

OPEN

CLOSE

＋TOTAL

0-－TOTAL

+

流量

+

流量

OPEN

+

None
NO

OPEN

+

流量

流量

+

NO

0
-

0
-

SUM Total+/-Total- 39 -

IM-F2389-J00

が8.1.3 測定方向、積算出力の設定変更
本項目では、流量の測定方向と、積算機能の設定方法を説明します。

1) 測定方向、積算出力の設定メニューへの移行
選択メニューで“2.TOTALIZATION”を選択し、MENU /ENTER キーを押してください。

2) TOTAL MODE（測定方向、積算方法の選択）変換器で測定する流量の方向と、積算の記録方法を設定します。
『8.1.2 積算と測定方向の関係』を参照の上、使用したい機能を選択してください。
注）“None”を選択すると 3)以降に進まず選択メニューに戻ります。
注）本項目の設定を変更すると、積算カウントは自動的にリセットされます。

3) COUNTER RESET（積算カウントの消去）
変換器に記録されている積算カウントをリセットするか選択します。
“Yes”を選択すると、再確認メニューが表示されます
ので、本当にリセットする場合再度“Yes”を選択してください。
確認、再確認メニューどちらでも、“None”を選択した場合リセットは行いません。

4) TOTAL VOL UNIT（積算単位の選択）
積算に用いる流量単位を選択します。この単位はフルスケー
ル流量単位と異なっていてもかまいません。

L注）本項目の設定を変更すること積算カウントは自動的にリセットされます。

5) MULTIPLIC FACTOR（積算乗数の選択）
積算値の乗数を選択します。
選択後、MENU/ENTER キーを押してください。設定が記録X100され、次のメニューに移ります。
注）本項目の設定を変更すること積算カウントは自動的にリセットされます。

6) PULSE WIDTH（積算出力のパルス幅選択）
積算出力のパルス幅を選択します。

500ms7) 測定モードに戻る
MEAS. /SET キーを長押しすることで測定モードに戻ります
以上で測定方向、積算出力機能の設定は終了です。
- 40 -

IM-F2389-J00

が8.2 表示の設定 〔3.DISPLAY〕
本器は LCD の表示内容を変更することができます。
このメニューでは、表示内容の設定を行います。

1) 表示の設定メニューへの移行
選択メニューで“3.DISPLAY”を選択し、MENU/ENTER キ
ーを押してください。

2) 表示内容の変更〔DISPLAY〕
測定モードで LCD 表示器に表示する内容を選択します。
項目ごとの表示内容は下記のようになっています。

Flow Rate+Total

・選択項目による表示内容の違い
選択項目
Flow Rate
Flow Rate+Total
Total
Easy Total

LCD 表示内容
上段
下段
瞬時流量｢%表示｣
瞬時流量「実流量表示」
瞬時流量「実流量表示」
積算値
積算設定
積算値
正方向積算値
逆方向積算値
正方向積算値（保持せず） 逆方向積算値（保持せず）

・ Flow Rate
上段：瞬時流量（%表示）
下段：瞬時流量（実流量表示。単位は選択したものを表示）

・ Flow Rate+Total
上段：瞬時流量（実流量表示。単位は選択したものを表示）
下段：積算流量・ Total・None, +Total, SUM Total の場合
上段：積算の種類
下段：積算流量（単位は設定したものを表示）

・+/-Total の場合
上段：正方向積算値（単位は設定したものを表示）
下段：逆方向積算値（単位は設定したものを表示）

・ Easy Total
・None, +Total,

SUM Total の場合

上段：積算の種類
下段：積算流量（単位は設定したものを表示）- 41 -

IM-F2389-J00

が・+/-Total の場合
上段：正方向積算値（単位は設定したものを表示）
下段：逆方向積算値（単位は設定したものを表示）“Easy Total”は通常の積算とは異なり、選択することで、選択中の積算値をゼロから積算することが出来ます。また、スタートし、UP キーと DOWN キーを同時に長押しすることで積算値を簡単に消去することも出来ます。この時変換器内部では通常の積算が動作しており、表示設定を“Flow Rate+Total”や“Total”にすることで通常の積算表示に戻すことが出来ます。

注意点として、表示内容は他パラメータと関係無しに設定できるため、例えば積算機能を“None”にしている
ときに、“Total”を選択することも可能です。
このような場合、積算の項目は表示されますが、機能として働くことはありません。

3) 測定モードに戻る
MEAS. /SET キーを長押しすることで測定モードに戻ります。以上で表示の設定は終了です。

- 42 -

IM-F2389-J00

が8.3 測定パラメータの設定 〔4.OPERATION〕
このメニューでは、流量測定の動作に関する設定を行います。

1) 測定パラメータ設定メニューへの移行
選択メニューで“4.OPERATION”を選択し、MENU/ENTER
キーを押してください。

2) DAMPING TIME （時定数の設定）
流量変化に対する表示と出力の応答性（追従性）を設定します。
設定した数字が大きいほど、応答時間が長くなります。
流量の変化が大きく表示がふらついて見にくい時は、大きな値に変更してください。
・時定数変更による流量変化の減少
時定数増加

流量出力

3) LOW CUTOFF （低流量カットの設定）
ゼロ点の安定と誤積算を防ぐために低流量カットを設定します。
設定したカットオフ値以下の流量は、正方向、逆方向のどちらも表示、アナログ出力、および積算出力が 0 となります。
始めに確認メニューが表示されますので、低流量カットを使用するときは“Yes”を、使用しない場合は“None”
を選択してください。
“None”を選択した場合次のメニューに移ります。
“Yes”を選択した場合、カットオフ値の選択画面が表示されます。必要な値を入力してください。
選択後、MENU/ENTER キーを押してください。設定が記録され、次のメニューに移ります。
・低流量カット時の流量出力表示・ 出力表示・ 出力カ ッ ト オフ 値

カ ッ ト オフ 値
-100 %

0100 %-100 %

0

流量

流量

正方向のみ測定正逆両方向測定- 43 -

100 %IM-F2389-J00

が4) SIGNAL LOSS HOLD （空検知時の待ち時間設定）
エラー“SIGNAL LOSS”が発生するまでの待ち時間を設定します。

5) EMPTINESS PROT'T （異常状態での出力設定）
エラー“SIGNAL LOSS”が発生した時のアナログ出力を設定します。

測定中に超音波信号を受信できなくなった場合、エラー“SIGNAL LOSS”が発生しますが、外部制御の誤動作を防ぐため、流体内の気泡混入やノイズ等による瞬間的な信号遮断ではこのエラーが発生しないようになっています。
変換器が何らかの理由で超音波信号を受信できなくなってから、“SIGNAL LOSS HOLD”の設定時間内は最後に測定した流量を表示、出力し続けます。
この間超音波信号を受信できれば流量測定に戻りますが、できなかった場合エラー“SIGNAL LOSS”が発生
し、アナログ出力を“EMPTINESS PROT’T”の設定値に変更します。また、ステータス出力の設定で“SIGNAL
LOSS”を選択していた場合それも出力します。
エラーは超音波信号が受信できるまで出力し、できればエラーが消え、流量測定を再開します。

“EMPTINESS PROTT”の“+125%”、“0%”、“-15%”は、エラー“SIGNAL LOSS”発生時、アナログ出力を設定した%値に変更しますが、“Hold”を選択した場合、エラーが発生しても流量出力は最後の測定値を維持します。しかし、この場合でも SIGNAL LOSS ステータスは出力します。

・SIGNAL LOSS HOLD、EMPTYNESS PROT’T の設定および、SIGNAL LOSS ステータスの関係
測定

ステ ータ ス出力 2
NO

CLOSE

OPEN

信号遮断

OPEN

出力 Hold+125 %

125 %

した
流量出力

待ち 時間

異常時出力

Hold

Hold（継続）
Hol d（ 継続）

信号回復？

流量出力

しない

ア ナロ グ出力
信号遮断

待ち時間

信号回復

経過時間

0%
-15 %

0%
-15%

以内

待ち時間以上
異常時出力した
6) 測定モードに戻る

信号回復？

しない

MEAS. /SET キーを長押しすることで測定モードに戻ります
以上で測定パラメータの設定は終了です。

- 44 -

IM-F2389-J00

が8.4 オプション機能の設定 〔5.OPTION〕
このメニューでは、使用頻度は低いものの特定の場合必要になる機能の設定を行います。

8.4.1 マニュアルリニアライザの設定
本器は流体の動粘度に応じて、流体の音速と流量の関係を正しく補正する自動リニアライザを内蔵しています。しかし、この機能は常に動粘度が一定であるニュートン流体には有効ですが、非ニュートン流体は条件により動粘度が変化するため、自動リニアライザでは測定に誤差が生じます。
また、流体仕様の変更や、測定偏差を補正する必要がある場合もあります。
これらの問題は、マニュアルリニアライザを使用することによって解決できます。

・ マニュアルリニアライザの使用方法
補正は折れ線近似方式で最大 10 点まで入力でき、入力方法は実測流量(Out####)と UL330 表示流量(In####)
を交互に入力します。この時の流量単位はフルスケール流量の設定値と同じです。
マニュアルリニアライザの入力は、低い流量から順番に入力してください。
フルスケール流量の設定値をオーバーするような補正値の入力は行わないでください。そのような場合はあらかじめフルスケール流量の設定値を変更してください。
最小入力値から下は、流量 0 まで直線的に近似します。また、最大入力値は必ずフルスケール流量値以下の値を入力してください。最小入力値以下と最大入力値付近は保証精度を外れる場合がありますので注意してください。

・ リニアライザ入力手順
次のような偏差を 6 点で補正する場合の手順を示します。

フルスケール流量が 20m3/h で、実測流量と UL330 表示流量が異なっている場合

補正後

⑥

補正前

20

⑤

18

④

測定流量 [m3/h]

16
14

③

12
10

②

8
6

①

4

ポイント

実測流量
[m3/h]

①
②
③
④
⑤
⑥

2
4
8
12
16
20

UL330
表示流量
[m3/h]
3
7
12
16
18
20

2
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

実測流量 [m3/h]- 45 -

IM-F2389-J00

が1) MANUAL LIN'RIZER （マニュアルリニアライザの選択）
UP、DOWN キーで“Yes”を選択します。
（マニュアルリニア
ライザを使用しない場合は“None”を選択してください。）

2) FOLD POINT NO （折れ点数の選択）
ポイントに合わせて折れ点数を入力します。今回の例では“06”を入力します。

3) DECIMAL POINT （小数点位置の設定）
入力する流量の小数点位置を選択します。
今回の例では“XX.XX”に設定します。

4) DATAXX/YY （偏差の入力）
偏差を、実測流量、UL330 表示流量の順に入力します。この時低流量のデータから順に入力してください。入力後、MENU キーを押すと次のデータ入力画面に移ります。これを折れ点数の選択数回行います。
LCD 上段の数字と流量単位は設定により変化します。

最後のデータ入力後 MENU/ENT キーを押すと、『8.4.3 パスワードの変更』に移ります。

- 46 -

IM-F2389-J00

が8.4.2 RS485 設定
メーカーパラメータ１の USER RS485 PORT が Yes の場合に設定できるようになります。

1) RS485 BAUDRATE （ボーレートの設定）
RS485 通信ポートの通信速度を設定します。
2400bps,4800bps,9600bps,19200bps から選択してください。

2) PARITY （パリティの設定）
RS485 通信ポートのパリティビットを設定します。
Odd,Even,None から選択してください。

3)

EVEN

STOP BIT （ストップビットの設定）

RS485 通信ポートのストップビットを設定します。
1bit、2bit から選択してください。

1 bit

4) SLAVE ADDRESS （スレーブアドレスの設定）
RS485 通信ポートのスレーブアドレスを設定します。
01～31 から選択してください。

5)01

SILENT INTERVAL （サイレントインターバルの設定）

RS485 通信ポートのサイレントインターバルを設定します。
00ms～10ms から選択してください。

SILENT INTERVAL
01

8.4.3 パスワードの変更
このメニューでは、設定モードに入るためのパスワードを変更することができます。

1) NEW PASSWORD （パスワードの変更）
パスワードを変更します。
変更したパスワードは必ず記録してください。パスワードを忘れた場合、各種設定変更ができなくなります。その場合は弊社までお問い合わせください。

2) 測定モードに戻る
MEAS. /SET キーを長押しすることで測定モードに戻ります
以上でオプション機能の設定は終了です。

- 47 -

IM-F2389-J00

が8.5 ループテスト 〔6.LOOP TEST〕
模擬出力によって簡単にループテストを行うことができます。
ループチェックはセンサを接続していない時でも実施できます。

1) 出力確認メニューへの移行
選択メニューで“6.LOOP TEST”を選択し、MENU/ENTER
キーを押してください。設定メニューに移ります。

2) CURRENT TEST （電流出力のテスト）
電流出力の確認を行います。初めは“None”で、設定モードに移る直前に測定した流量の電流値を出力しますので、UP、
DOWN キーで電流値を選択してください。選択した値が出力されます。
None を選択するか、他のメニューに移ることで電流出力は最・電流出力テスト設定値と出力
設定値
None
1mA
4mA
8mA
12mA
16mA
20mA

後に測定した値に戻ります。

電流出力
最後に測定した値
1mA
4mA
8mA
12mA
16mA
20mA

3) PULSE TEST OUT （パルス出力のテスト）
パルス出力の確認を行います。初めは“None”で、パルス出力を止めていますので、UP、DOWN キーでパル
ス出力数を選択してください。選択した値が出力されます。本
機能では選択したパルス出力数によって、パルス幅が変化します。
None を選択するか、他のメニューに移ることでパルス出力が止まります。

4) 測定モードに戻る
MEAS. /SET キーを長押しすることで測定モードに戻ります

・パルス出力数とパルス幅
パルス出力数0.5pps
1 pps
10 pps100 pps
1000 pps

パルス幅
1s
500ms
50ms
5ms
0.5ms

以上でループテストは終了です。

- 48 -

IM-F2389-J00

9. エラーメッセージ
運転中や設定中に何らかのエラーが出た場合は、LCD にエラーメッセージを表示します。内容に応じて対処してください。

・設定中のエラー表示
SETTING ERRORPROPAGATIN TIMESETTING ERRORSENSOR VS F.S.
SETTING ERROR
F.S. VS PULSE
SETTING ERRORIn DATA OVER FSERROR MESSAGE
TOTAL VOL ERRORERROR MESSAGESETTING ERR XXXXXX はエラーコード。

異常内容
伝搬時間が長すぎる。
配管の設定とフルスケール流量の組合せが不適当。
フルスケール流量と積算パルス幅の組合せが不適当。
マニュアルリニアライザで表示流量〔In DATA〕がフルスケール流量をオーバーしている。
積算値が 0~999999 以外の値となっている。
設定範囲外の値を入力した。

対応方法
配管の設定が間違っていないか確認してください。
配管の設定に応じたフルスケール流量に変更してください。
フルスケール流量に対応した積算パル
ス幅に変更してください。
入力した表示流量をチェックしてくだ
さい。
積算リセットを行ってください。
エラーコード一覧表を参照し、設定値を変更してください。

・エラーコード一覧表
エラーコード201

ユーザパラメータ
配管の設定とフルスケール値の不一致

202

動粘度の設定〔KINEM VISCOSITY〕の入力エラー

203
205
205
241

検出器定数の設定〔K_FACTOR〕の入力エラー
ローカットオフ〔LOW CUTOFF〕の入力エラー
ローカットオフ〔LOW CUTOFF〕の入力エラー
折れ点数の設定〔FOLD POINT NO〕の入力エラー

242

マニュアルリニアライザデータの設定〔DATA **/**〕項目内、
表示流量〔In DATA〕の入力エラー

243

マニュアルリニアライザデータの設定〔DATA **/**〕項目内、
表示流量〔In DATA〕が、流量が少ない順入力されていない。

252
253
254
255
256
257

配管の外径〔PIPE DIAMETER〕の入力エラー
配管の肉厚〔WALL THICKNESS〕の入力エラー
配管材の音速〔WALL SOUNDSPEED〕の入力エラー
ライニングの肉厚〔LINER THICKNESS〕の入力エラー
ライニング材の音速〔LINER SOUNDSPEED〕の入力エラー
流体の音速〔FLUID SOUNDSPEED〕の入力エラー- 49 -

IM-F2389-J00

・ゼロ点調整中のエラー
表示
99###

00###
ZERO ADJUSTSIGNAL LOSS#####（#は数字） ※1

異常内容
配管が満水で無いか、気泡等が混入している。
センサの取付間隔が合っていない。
センサが外れているか壊れている。
超音波の受信波形が規定値より大きくなっている。

ZERO ADJUSTU/D LEVEL RETIO

受信波形を認識するウィンドウが何らかの原因で規定位置から外れている。
気泡等の原因により、受信波形が大幅に減衰し見つからない。
数値はエラーが表示された直前のゲ
インコードで、測定対象液や、気泡の混入状態で数値は変わります。
ゼロ点調整中に上流側と下流側の受信信号のレベル差が大きい。

ZERO PARAM ERROR

ゼロ点調整に失敗した。

01###
～
98###

対応方法
センサが正しく設置されているか、配管内が満液状態か確認してください。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
センサが正しく設置されているか確認してください。
確認後ゼロ点調整を実施してください。（増幅率の調整を行います。）
配管内に受信波形を減衰させる要因が無いか（気泡、固形物等）、ノイズが混入していないか確認してください。
頻繁にメッセージが表示される場合
は、流体の組成が変化しているか、センサの故障が考えられます。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
センサが正しく設置されているか確認してください。
センサが正しく設置されているか、また、配管が満液状態か確認し、再度ゼロ調整を行ってください。

・運転中のエラー
表示
##099

##001
SIGNAL LOSS#####（#は数字） ※1
##002
～
##098

WAVE DIFFERS

U/D LEVEL RATIOPARAMETER ERROR
XXX

※1

異常内容
配管が満水で無いか、気泡等が混入している。
センサの取付間隔が合っていない。
センサが外れているか壊れている。
超音波の受信波形が規定値より大きくなっている。
受信波形を認識するウィンドウが何らかの原因で規定位置から外れている。
気泡等の原因により、受信波形が大幅に減衰し見つからない。
数値はエラーが表示された直前のゲ
インコードで、測定対象液や、気泡の混入状態で数値は変わります。
測定中の波形が、測定するごとに大きく異なっている。
測定中、上流側と下流側の受信信号のレベル差が大きい。
設定範囲外の値を入力したまま測定
モードに移行した。
XXX はエラーコード

対応方法
センサが正しく設置されているか、配管内が満液状態か確認してください。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
ゼロ点調整を実施してください。
（増幅率の調整を行います。）
配管内に受信波形を減衰させる要因が無いか（気泡、固形物等）、ノイズが混入していないか確認してください。
頻繁にメッセージが表示される場合
は、流体の組成が変化しているか、センサの故障が考えられます。
確認後ゼロ点調整を実施してください。
センサが正しく設置されているか確認してください。
エラーコード一覧表を参照し、設定値を変更してください。

エラーメッセージ後の 5 桁の数字はゲインコードで、エラーコードとは異なります。これは受信波形の増幅率を示しており、数字が大きいほど増幅率が大きく（=受信波形の信号強度が小さく）なっています。
UL330 では、受信波形が常に一定レベルになるようゲインコードを変化させており、測定中受信波形が見つからなくなった場合は、増幅率を上げるためゲインコードが少しずつ大きな値になります。

- 50 -

IM-F2389-J00

10. 保守10.1 トラブルシュート
超音波流量計のトラブルは、配線や取り付けなど設置に起因するもの、測定流体に起因するもの、計器自体の故障などさまざまな原因が考えられます。
原因検索にはトラブルの現象を正確に把握し、それぞれに応じた対応を取ることが近道です。
ここでは、一般的に考えられるトラブル現象別にトラブルシューティングフローを記載しています。トラブル現象を確認し、対応する項目を参照してください。
トラブルの現象参照するトラブルシューティング項目

1

表示（液晶表示）が点灯しない

2

表示（液晶表示）が正常でない

3

表示がロックして変化しない

4

エラー表示が出る

5

キー操作を受け付けない。データ設定ができない

6

ゼロ点調整でエラー表示が出る

7

流体を流しても指示がゼロのままである

8

表示は出るものの出力が出ない

9

ゼロ点が不安定10

ゼロ点で指示が出る、振り切れる

11

流体を流すと指示が不安定

12

実流と指示が合わない

13

実流と出力が合わない

14

流体を流すと指示が振り切れる

A:表示が出ない、または表示が正常でない時

B:ゼロ点調整がうまくいかない時
C:流体を流しても指示が出ない時

D:ゼロ点が不安定な時
E:指示が不安定な時

F:実流と指示が合わない時- 51 -

IM-F2389-J00

A：表示が出ない、または表示が正常でない時
START A

No

液晶表示は
出ているか

液晶のバックライトは点灯しているかNo

電源が正しく供給されているか調べる

Yes

Yes
エラー表示は
出ているか

Yes

電源接続・電圧は
正しいか

No

No

電源を
正しく入れる

Yes
エラー表示を調べ、内容に従って調査す
る

Yes

基板の故障が考えられる

電源電圧は規定範囲内かサービスへNo
電源を一度切り、
10 秒以上待ってから再投入する

正常な表示は出るか電源を正しく供給する

No

Yes
データ設定
操作ができるかNo

Yes
設定データをチェックする

正常動作するか

No

Yes
END

サービスへ

- 52 -

IM-F2389-J00

B：ゼロ点調整がうまくいかない時
START B

電源投入

電源をいったん切
り 10 秒以上待ってから再投入する

TIC UL330
と表示する

Yes

計測表示となるか

No

No
No

検出器の
上側センサ隔壁に気泡が付着しているか

表示にSIGNAL LOSS
が出るか

No

Yes
検出器が外れているかNo

検出器に気泡が混入しているかYes

検出器を正しく接続
30 秒以内に計測表
示になるか

Yes

No

検出器内の気泡を除去
30 秒以内に
計測表示になるか

Yes

No

Yes

ゼロ点調整を実施

ZERO ADJUSTXX.XXXX X.XXX
またはZERO ADJUSTWINDOW SEARCH XX
が 5～10 秒表示後、計測表示に復帰するか

No

ZERO PARAM ERRORと表示されるか

Yes

Yes

No

END

- 53 -

IM-F2389-J00

C：流体を流しても指示が出ない時

START C

液晶表示は正常に出るかYes

上位受信計の指示値
は正常か

Yes

No
No

受信計器の結線を外し、出力端子に直接電流計を接続する
ループチェックを行う

・配線断絶
・受信計器異常・入出力仕様の
ミスマッチ

Yes

電流出力は出るかNo

正しいデータを設定する

流れ方向および
電流出力関係の設定
データは正しいかNo

Yes
出力回路故障流れ方向は合っているかNo

サービスへ

流れ方向を正しくする

Yes
No

設定データは正しいか（配管径、流量レンジ等）

正しいデータを設定する

Yes
配管内に液は充満しているかNo

液が充満して流れるよう
センサの設置位置を変更する

No

流れを止め、
正しくゼロ調整を行う

Yes
ゼロ点は合っているかYes1- 54 -

IM-F2389-J00

1

BNC コネクタの接続は確かかYes

コネクタを正しく
接続し直す

No

測定管内に
異物が付着しているか

Yes

測定管内の
異物を取り除く

No
検出部の点検をする

検出部は正常か（センサレールの設置状態）（センサ間距離設定）（グリスの塗布状態）（超音波センサの配管密着状態）

Yes

原因が特定できない時はサービスまでご連絡ください

No

検出部の異常を修正し、ゼロ点調整を実施する。

- 55 -

IM-F2389-J00

D：ゼロ点が不安定な時
START DNo

測定管内は完全に液で充満されているか

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい。
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes
Yes

バルブに
漏れがあるかバルブの交換等を行い、漏れを止めるNo
Yes

ポンプ等による
圧力変動や振動はあるか

センサの下流側だけでなく上流側のバルブも閉め、液を完全に制止させる（特に小口径形の場合）

No
液に気泡が
含まれているかYes

フラッシング等により気泡を抜く
脱泡装置を取り付ける

Yes

誘導ノイズの影響がないか調べる
配線のシールド、隔離を行う

No
ポンプ・モータ・変圧器などの動力機器があるか
No
BNC コネクタが外れているかYes

コネクタを正しく
接続し直す

No
測定管内に
異物が付着しているか

Yes

測定管内の
異物を取り除く

No
検出部の点検をする（センサレールの設置状態）（センサ間距離設定）（グリスの塗布状態）（超音波センサの配管密着状態）

検出部は正常かYes

原因が特定できない時はサービスまでご連絡ください

No
検出部の異常を修正し、ゼロ点調整を実施する。

- 56 -

IM-F2389-J00

E：指示が不安定な時
START E

ゼロ点の指示は安定しているかNo

ゼロ点でも、流体を流しても指示が不安定な時は、最初に「D:ゼロ点が不安定な時」を参照して原因を調べる

No

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい。
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する応答性を要求しなければ、時定数を大きくする

Yes

測定管内を液が完全に充満して流れているか
Yes
流れに脈動があるか
No

Yes

液に気泡が
含まれているか

上流側に脱泡装置を取り付けるNo
スラリーが多量に混入しているかYes

時定数を大きく設定する(改善されない場合はご相談ください)Yes

キャビテーションにより指示が不安定になる場合がある
バルブを全開で使用するか、センサをバルブの上流側に
移設する

Yes

粘度、密度が不均一になると指示が不安定となるので上流側での異種液の注入は避ける。上流側で混合を行う
場合は充分攪拌する

No

アース端子から D 種接地(接地抵抗 100以下)を確実に行う

No
上流側に全開にできないバルブが設置されているかNo上流側で液の混合や異種液の注入を行っているかNo
接地は完全かYes
1

C:流体を流しても指示が出ない時を参照- 57 -

IM-F2389-J00

F：実流と指示が合わない時
START F

Yes

液晶表示は
正しいか

Yes

電流出力(DC4-20mA)
は正しいか

No

パルス出力は正しいか
No

No

流れを止めゼロ点のチェックをする

流量レンジの設定は正しいか

No

Yes

No

ゼロ点は
合っているか「C：流体を流しても指示が出ない時」を参照して出力関係のチェックを行う

正しい流量レンジに設定する

流体を満液状態で完全に静止させ、ゼロ調整を行う

Yes
配管径、流量レンジ、K ファク
タなどの設定データのチェックを行う

No

設定データは正しいか

正しいデータを設定する

Yes
接地は完全かNo

アース端子から D 種接地(接地抵抗 100以下)を確実に行う

No

完全に充満するよう配管上の取付位置を変更する
下→上の流れが望ましい。
上→下または水平配管の場合は要注意

Yes

混入した気泡の体積分、指示は大きめとなる
上流側に脱泡装置を取り付ける

Yes
測定管内を液が完全に充満して流れているか
Yes
液に気泡が
含まれているかNo
測定流体が仕様と合っているかNo

流体仕様を確認する

Yes
流れに脈動があるか

Yes

脈動周期が短いと指示が低めになる場合がある
脈動をなくす脈動の影響のない場所に移設する

No
1

C: 流体を流しても指示が出ない時を参照- 58 -

IM-F2389-J00

10.2 予備品
予備品がご必要な場合は弊社製造工番（例：EM09-12345）とご必要な備品をご指示ください。

- 59 -

IM-F2389-J00

付表 1

一般配管外径、肉厚一覧

配管用ステンレス鋼管 SUS304, 316 JIS G3459
呼び径
肉厚(mm)
外径(mm) Sch.10
A
B
20
40
25
1
34.0
2.8
3.0
3.4
32
1¼
42.7
2.8
3.0
3.6
40
1½
48.6
2.8
3.0
3.7
50
2
60.5
2.8
3.5
3.9
65
2½
76.3
3.0
3.5
5.2
80
3
89.1
3.0
4.0
5.5
90
3½
101.6
3.0
4.0
5.7
100
4
114.3
3.0
4.0
6.0
125
5
139.8
3.4
5.0
6.6
150
6
165.2
3.4
5.0
7.1
200
8
216.3
4.0
6.5
8.2
250
10
267.4
4.0
6.5
9.3
300
12
318.5
4.5
6.5
10.3

圧力配管用炭素鋼管 STPG370, 410 JIS G3454
呼び径
肉厚(mm)
外径(mm)
AB
Sch.10
20
30
25
1
34.0
－
－
－
32
1¼
42.7
－
－
－
40
1½
48.6
－
－
－
50
2
60.5
3.5
－
－
65
2½
76.3
4.5
－
－
80
3
89.1
4.5
－
－
90
3½
101.6
4.5
－
－
100
4
114.3
4.9
－
－
125
5
139.8
5.1
－
－
150
6
165.2
5.5
－
－
200
8
216.3
6.4
7.0
－
250
10
267.4
6.4
7.8
－
300
12
318.5
6.4
8.4
－
350
14
355.6
6.4
7.9
－
400
16
406.4
6.4
7.9
－

硬質ポリ塩化ビニル管 JIS
VP,HIVP
呼び径
外径
肉厚
(mm)
(mm)
25
32.0
3.5
30
38.0
3.5
40
48.0
4.0
50
60.0
4.5
65
76.0
4.5
75
89.0
6.0
100
114.0
7.0
125
140.0
7.5
150
165.0
9.5
200
216.0
11.0
250
267.0
13.5
300
318.0
16.0

配管用溶接大口径ステンレス鋼管
JIS G3468
肉厚(mm)
呼び径
外径
B
20
40
(mm) Sch.10
A
150
6
165.2
3.4
5.0
7.1
200
8
216.3
4.0
6.5
8.2
250
10
267.4
4.0
6.5
9.3
300
12
318.5
4.5
6.5
10.3
350
14
355.6
5.0
400
16
406.4
5.0

40
3.4
3.6
3.7
3.9
5.2
5.5
5.7
6.0
6.6
7.1
8.2
9.3
10.3
－
－

配管用炭素鋼管
呼び径
A
B
25
1
32 1¼
40 1½
50
2
65 2½
80
3
90 3½
100
4
125
5
150
6
200
8
250
10
300
12
350
14
400
16

SGP JIS G3452
外径
肉厚
(mm)
(mm)
34.0
3.2
42.7
3.5
48.6
3.5
60.5
3.8
76.3
4.2
89.1
4.2
101.6
4.2
114.3
4.5
139.8
4.5
165.2
5.0
216.3
5.8
267.4
6.6
318.5
6.9
355.6
7.9
406.4
7.9

K6741

- 60 -

IM-F2389-J00

付表 2

配管材質別音速表（m/s）

配管材質
炭素鋼 (C ≤ 0.3%)
炭素鋼 (C > 0.3%)
ステンレス
鋳鉄
アルミニウムチタニウム
PVC
ポリプロピレン
ポリエチレン
PVDF
PMMA

付表 3

配管材質別音速(m/s)
3064
3173
3120
2125
3269
2975
2120
2120
1950
1923
2968

液種別音速、動粘度表（m/s、20℃）

液名
水
重水
グリセリン
酢酸メチル
酢酸エチル

音速(m/s)
1482
1388
1923
1181
1164

動粘度(mm2/s)
1.004
1.129
11.885
0.411
0.499

注）UL330R にて測定可能な配管は「5.3.1 センサの取付」を参照してください。
「5.3.1 センサの取付」にない配管の場合は、あらかじめご相談ください。

付表 4

水の温度－音速表

温度 [°C]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

+0
1402.39
1447.271482.34
1509.131528.861542.55
1550.99
1554.80
1554.49
1550.48+11407.37
1451.191485.371511.40
1530.49
1543.621551.57
1554.95
1554.25
1549.88+21412.231455.021488.32
1513.60
1532.06
1544.64
1552.101555.05
1553.97
1549.26+31416.99
1458.75
1491.191515.741533.561545.60
1552.59
1555.121553.66
1548.60+41421.631462.38
1493.981517.811535.02
1546.52
1553.04
1555.151553.311547.91+51426.161465.931496.69
1519.811536.41
1547.38
1553.441555.131552.92
1547.19+6
1430.59
1469.391499.32
1521.75
1537.75
1548.201553.791555.08
1552.50
1546.44+7
1434.911472.761501.881523.62
1539.03
1548.97
1554.111554.991552.051545.65+81439.131476.04
1504.371525.731540.26
1549.69
1554.38
1554.861551.56
1544.83+91443.25
1479.231506.781527.18
1541.43
1550.36
1554.61
1554.701551.03
1543.99

V. A. Del Grosso and C. W. Mader, J. Acoust. Soc. Am., 5 2 , 1442 (1972)
付表 5

水の温度－動粘度表
動粘度 [mm2/s] 温度 [°C] 動粘度 [mm2/s] 温度 [°C] 動粘度 [mm2/s]
0
1.792
40
0.657880
0.365451.519
450.602085
0.3449101.307
500.5537900.326315
1.139
550.5117950.309620
1.004
60
0.4750100
0.294425
0.8928650.4425300.8008700.4138350.723475
0.3883温度 [°C]JIS Z- 8803

- 61 -

IM-F2389-J00

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2023 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

https://www.tokyokeiso.co.jp