LOW NOISE DIFFERENTIAL AMPLIFIER
低雑音FET差動増幅器

CA-471F4 CA-471F5
CA-471F4/CA-471F5は、電圧利得100倍で、低雑音かつ広帯域を実現したFET入力の差動増幅器です。
負帰還技術を応用した低雑音回路の採用により、低雑音でありながら、良好な直流特性と周波数特性を実現。また、FET入力により、比較的高い信号源インピーダンスまで低雑音性能を発揮します。さらに、6面シールドされたシングルインラインパッケージにより、高精度信号処理が可能です。
周波数帯域は、CA-471F4がDC〜10MHz、CA-471F5がDC〜20MHzです。

▼絶対定格±16.5V
差動入力：±1V（電源ON時）、±0.7V（電源OFF時）
同相入力：±7V（電源ON時）、±0.7V（電源OFF時）
オフセット調整端子入力電圧 ±Vs
電源電圧（±Vs）
信号入力電圧

基本接続図-15V+15V

OFFSET
20k VR
0.1μF (cer)▼入力部

15-19CASE GND

50.1μF (cer)

-15V

ブロック図

▼出力部

▼増幅部
電圧利得
電圧利得温度ドリフト
電圧利得周波数特性

40±0.2dB以内  f=1kHz±100ppm/℃以内（typ.） 0～40℃
CA-471F4 DC～10MHz
CA-471F5 DC～20MHz+0.5dB/－3.0dB以内、1Vp-p出力、1kHz基準にて全高調波ひずみ率0.006%以下（typ.） f=1kHz、2Vp-p出力にて▼電 源
動作電源電圧範囲
消費電流（無信号時）±15V±1V以内±35mA以下、±30mA（typ.）▼その他
性能保証温度範囲
動作温湿度範囲
保存温湿度範囲
外 形
外形寸法（mm）
質 量（NET）
RoHS
洗浄条件

52

23±5℃
－20～60℃
10～90%RH－30～80℃
10～80%RH
シールドケース入りSIP20ピン  SS20型
66.7×10.5×19.0   突起物は含まず
約20gDirective 2011/65/EU
ケース内部に洗浄液が入る洗浄は禁止

506789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-INPUT

GND+15V

-15V

GND

GND

GND

GND

GND

5OUTPUT

4GND

3GND

-15V

2GND

+15V
1+INPUT

直流結合   不平衡片線接地出力±10V以上 f=1kHz、負荷1kΩ以上±10mA以上 f=1kHz
CA-471F4 ±300V/μs以上（typ.）
CA-471F5 ±600V/μs以上（typ.）
50Ω±5%以内 f=1kHz

150k

CASE GND

出力インピーダンス

1k

CASE GND

出力形式
出力電圧
出力電流
スルーレートOUTPUT

GND

入力換算オフセット電圧
温度ドリフト-INPUT

203, 6-13

GND器

入力換算雑音電流密度
入力換算オフセット電圧

CA-471F4/F52

GND

幅

入力換算雑音電圧密度14GND

増

信号入力電圧範囲
入力バイアス電流
入力オフセット電流
CMRR（入力換算）

41+INPUTOFFSET

同相入力インピーダンス

直流結合   差動入力
2GΩ以上（typ.） 片線接地、f=1Hz
並列容量 22pF以下（typ.）1GΩ以上（typ.） 片線接地、f=1Hz
並列容量 44pF以下（typ.）
差動入力：±100mV  同相入力：±5V±30pA以内（typ.） 約7℃上昇で2倍に増加±10pA以内（typ.） 約7℃上昇で2倍に増加
80dB以上（typ.）f=10Hz～100kHz、10Vp-p入力時70dB以上（typ.）f=1MHz、10Vp-p入力時
3.0nV/√Hz￣ 以下
f=1kHz、入力接地
2.5nV/√Hz￣ 以下（typ.）f=1kHz、入力接地
15fA/√Hz￣ 以下（typ.） f=1kHz±100μV以内（typ.） 入力接地
外付け半固定抵抗器にて0Vに調整可能±5μV/℃以内（typ.）
入力接地、0～40℃

GND

入力形式
差動入力インピーダンス■■注意事項・電源ピンの誤接続は、本器を破損させる場合があります。
・単電源（＋30V/GND）では動作しません。必ず両電源（＋15V/GND/−15V）をご使用ください。
・出力端子の短絡は許容されていません。出力短絡または過負荷駆動は、内部回路の損傷や特性劣化の原因となります。
・絶対最大定格および動作温度範囲を超えての使用は、特性劣化や破損に至る可能性があります。
・本器の電源入力および信号入力の端子には、過電圧保護の回路を設けていません。
過電圧が入力される可能性がある場合には、保護回路の追加をご検討ください。
なお、保護回路の追加は、雑音や周波数特性の低下を引き起こすことがあります。
・ケース温度が70℃を超えないようにご使用ください。特に周囲温度が50℃を超える場合や、近隣に発熱体が存在する場合は、送風ファンによる強制空冷をご検討ください。
・静電気により破損する恐れがありますので、静電気対策された環境で作業してください。

CA-471F4/CA-471F5
特性図
入力換算雑音電圧密度

周波数特性
43100

雑音電圧密度 [nV/ Hz ]40

利得 [dB]371 kHzを基準とした−3 dB点 = 14 MHz

341 kHzを基準とした−3 dB点 = 24 MHz

31102.18 nV/ Hz @1 kHz

28
12510100

1k10k

CA-471F4CA-471F5

22100k

周波数 [Hz]

1M10M

19110100

1k10k100k

1M10M100M

周波数 [Hz]

パルス応答特性（小信号）1.5

パルス応答特性（大信号）15110立ち上がり時間471F4: 28 ns
471F5: 16 ns

00増-0.5-5-60-40-20020406080-15-100100-80-60-40-20020406080

器-80CA-471F4CA-471F5-10幅CA-471F4CA-471F5-1-1.5-100立ち上がり時間471F4: 30 ns
471F5: 19 ns

5電圧 [V]

電圧 [V]

0.5100時間 [ns]

時間 [ns]

ひずみ特性

CMRR

0.010011090

CMRR [dB]

ひずみ率 [%]

1000.0008 % @1 kHz
0.00101001k

10k7060CA-471F4CA-471F50.0001
108050100k

110100

周波数 [Hz]

1k10k

100k

1M10M

周波数 [Hz]

パターン寸法図
ケース GND 用ランド（2 箇所）

φ4.0 ランド
φ2.0 スルーホール

20mm 以上の間隔を推奨します。

7.62
1.855.52.54(5.5)

発熱による温度上昇を抑えるため、

φ1.5 ランド
φ0.8 スルーホール19×2.54=48.26
63.5

最大外形寸法（点線部）

11

信号ピン用ランド（20 箇所）≧20

隣接チャネルのパターン(7.62)(1.85)

点線部は金属製ケースが基板に接触します。
ケースは導電性のため、点線部内の部品面に信号パターンを通さないでください。点線部の周辺および内部の部品面は、GNDプレーンを推奨します。

67.253