2024

圧力計

ステンレス圧力計／オールステンレス圧力計
圧力計目盛図

温度計

温度計付属品
バイメタル温度計目盛図

圧力式指示温度計
隔測温度計・直結温度計

蒸気圧式温度計（VP）

その他

U字マノメーター
ダンパー〈圧力緩衝継手〉
圧力計付属品…………………………………………………

20

材質選定表／JIS・ANS規格格表 …………………………… 21
使用上のご注意………………………………………………

22

周囲温度及び圧力媒体温度が−5〜45℃の場合は………………………………「一般型圧力計」

計量法は全般にわたって見直しが行われ、平成 5 年 11 月
新計量法として交付されました。
その主な改正点は以下の通りです。
① 計量単位を国際単位系（SI）に統一② 計量器の検定や事業の規制方法の合理化③ 国際計量基準につながるトレーサビリティ体制の整備
この改正により圧力の単位は、Pa 単位が圧力の法定単位となりました。
弊社カタログは全て SI 単位のみの表記と致します。
右に参考として Pa 単位も含めた圧力単位の換算表を表わします。

0.1 MPa=1.02 kgf/cm2
10 kgf/cm2 =0.98 MPa
1 bar=1.02 kgf/cm2
100 kPa=14.50 psi(lb/in2)

精度等級に対応する最大許容誤差及び記号
精度等級
1.0級
1.6級
2.5級

最大許容誤差 a) %目盛範囲 Bc)
目盛範囲 Ab)
±1.0
±1.5
±1.6
±2.4
±2.5±3.8

記号又は1.6 又は2.5 又は1.0

注

CL 1.0CL 1.6CL 2.5a)b)

最大許容誤差は、圧力スパンに対する百分率で表す。
目盛範囲 A は、圧力スパンの両端各 10％及び連成計のゼロ点の上下各 5％を除いた範囲。
c) 目盛範囲 B は、圧力スパンの両端各 10％及び連成計のゼロ点の上下各 5％の範囲。

2圧力計
小型圧力計（50φはJIS対応）

2.5級

JIS 対応

圧力計目盛図3■ 圧力計付属品は P20■ 圧力計目盛図は P6JIS対応

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計の規格に基づき、信頼性も高く幅広い用途でご利用いただけます。

性能（記号）25MPa
A 形 /B 形 /D 形：中ツバ（DC）
・前ツバ (DF) ・ツバ無し（D2）
標準ケース・屋外用金属ケース
φ60…1/4、φ75…3/8、φ100…3/8・1/2
φ150…3/8・1/2、φ200…1/2G
1.6級
その他

飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です。

一般用途を除く性能区分（M・H・V・MV・HV）
では、JIS マークが表記出来ない機種があります。
適用機種については、弊社担当者にお問い合わせください。

『外調設置針（赤針）付圧力計』とは＊国土交通省仕様（公共建築工事標準仕様書）は JIS 規格品（JIS B 7505-1）かつ外調設置針（赤針）付が条件となります。

4

■ 圧力計付属品は P20■ 圧力計目盛図は P6JIS対応 プラスチックケース圧力計
密閉型プラスチックケースですので、雨露等の条件下でも使用できます。
なお、耐食性を要求される場合には、接液部ステンレスを選択してください。

●精度 ：1.6 級● 接液部材質：黄銅（φ60・φ75・φ100）
SUS316（φ75・φ100）
結露等が発生した際はリング部分を取り外しガラス面を拭いてください。
またその際、ガラス破損、手などを怪我をしないように慎重に作業してください。

φ60・φ75・φ100
共通
共通

JIS対応 ステンレス圧力計／オールステンレス圧力計
接液SUS 316

接液SUS 316、外装SUS 304

主要部分がステンレス製のため、耐食性、耐雰囲気性に優れた圧力計です。防滴構造の製品もあります。
●大きさ：φ60/φ75/φ100/φ150（ステンレス圧力計）
φ60/φ75/φ100（オールステンレス圧力計）● 圧 力 範 囲：圧力計 0〜40MPa（φ150 は 0〜25MPa まで）● ケース形状：A形/B形/D形
標準ケース・屋外用ケース● 接 続 ネ ジ ：φ60（1/4）、φ75（3/8）、φ100・φ150（3/8・1/2）●精度 ：1.6 級

φ60・φ75・φ100
φ150
共通
共通

φ60
φ75・φ100
共通
共通

5

6

グリセリン入圧力計
ケース内部に充填したグリセリン水溶液がブルドン管や内部機構の動きを緩和することで、激しい圧力変動やポンプ、機械の振動・脈動のある環境での耐久性を高めた圧力計です。

● 大 き さ：φ40/φ60/φ75/φ100● ケース形状：A形/B形/D形 ※40φはA形／D4形● 接 続 ネ ジ：φ40 (1/8)、φ60 (1/4)
φ75 (3/8)、φ100 (3/8・1/2)● 接液部材質：BS/ SUS316(φ40は除く)●精度：φ40・φ60 (2.5級)
φ75・φ100 (1.6級)※使用温度範囲：−5〜45℃

φ40 Aケース
SUSケース
φ60 Aケース
SUSケース

φ40 Dケース
SUSケース

微圧計
微圧計は50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。主に、空気やガスなどの気体を測定できます。
なお、瞬間的なオーバー圧力から受圧部の破損を防止するには、過圧防止装置付微庄計をご指定ください。
脈動圧緩和には圧力振幅を抑える圧力ダンパーをご使用ください。
● 大 き さ：φ60/φ75/φ100/φ150● ケース形状：A形/B形/D形 標準ケース又は屋外用ケース● 圧 力 範 囲：0〜2kPa・3kPa・5kPa・10kPa・15kPa・20kPa・30kPa・50kPa＊真空・連成計も製作致しますので、お問い合わせください。

● 接 続 ネ ジ：1/4・3/8●精度：2.5級● そ の 他：過圧防止付タイプもあります。
耐食用もあります。接液部材質：ステンレス

7

隔膜式圧力計
測定する流体が直接指示計と接触しないよう隔膜部（ダイヤフラム）とブルドン管の間に封入液を圧力伝達媒体として使用しています。
用途に合わせ、隔膜部に高耐食性ダイヤフラムを採用しており、腐食性の強い測定流体のほか、高粘度の測定流体にも使用できます。
用途は石油、化学、水処理、食品、医薬品等の測定に適しています。
ダイヤフラム溶接式は、上フランジの締付ボルトを緩めることで、ダイヤフラムの洗浄が可能です。

ダイヤフラム溶接
WDタイプ
ネジ式

ダイヤフラム溶接
WDタイプ
フランジ式

● 大 き さ：φ75/φ100/φ150● ケース形状：A形● 圧 力 範 囲：圧力計 0〜40MPa（4MPa以上はネジ式のみ）
真空計 -0.1〜0MPa
連成計 -0.1〜2.5MPa● 取 付 形 状：ネジ式/フランジ式/直結フランジ式/
隔測フランジ式● 接液部材質：SUS316/テフロン/PVC(硬質塩化ビニール）● ダイヤフラム：SUS316L/SUS316L+テフロンコーティング/
SUS316L+PTFE重ね合わせなど● 封 入 液：グリセリン水溶液/シリコーンオイル●精度：1.6級

汎用SLタイプ
ネジ式

サニタリー圧力計
食品、医薬品、バイオ関連等に最適な圧力計です。外装はステンレス防滴構造のため洗浄が可能で衛生的です。
接続規格は ISO 規格を標準としており、配管適用寸法は主に 1S、1.5S、2S を製作しています。

8

指示計に接点機構を組み合わせ、圧力指示はもちろん、内蔵されている接点により、あらかじめ設定された圧力で電気接点を開閉するもので、接続したブザーやランプの制御用に使用されます。
大 き さ ：φ100/φ150/φ75(コンタクトスイッチのみ)

φ100

φ100
ケース形状：A形/B形/D形
標準ケース・屋外用ケース

CL 0.6級圧力計
検査成績表付

0.6級

C形

B形

圧力の変化を時間の流れと関連させ、自動的に円形チャート紙に連続して記 録 し ま す。圧 力 管 理 を 高 精 度 に、より 合理的・効果的に行えるもので、主に化学工場で使用されています。

9● 大 き さ ：φ75/φ100● 圧 力 範 囲 ：圧力計 0〜0.25、0.4、0.6、1、1.6、2.5、3.5MPa● ケース形状：C形/B形/D形● 接 続 ネ ジ ：G3/8（D形φ75は1/4）●精度：1.6級● 大 き さ ：φ225● 圧 力 範 囲 ：−0.1〜50MPa● ケース形状：壁掛形● 記 録 時 間 ：24時間等● 接 続 ネ ジ ：G3/8・1/2等●精度：1.6級相当

温水ボイラー等の圧力と温度を1つの計器で計測できるバイメタル温度計付圧力計です。
大 き さ：φ100
温 度 範 囲：0〜130℃ 限定圧 力 範 囲：0〜0.1・0.2・0.3・0.5・0.7・1.0・1.5 MPa
呼ビ/ 0〜10・20・30・50・70・100・150 m（併記）形
状：T形アングル/S形ストレート
標準感温部：T形/φ7×60mm、S形/φ7×45mm
受熱筒材質 SUS304のみ＊感温部は最長300mmまで製作できます。

接 続 ネ ジ：R1/2、 材質 C3604BD
精度：圧力 / 1.6級
温度/±2％F.S.
選定上のご注意：蒸気測温以外の耐食性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速 2m/s 以上でのご使用は避けてください。
※保護管を付けることはできません。

NEW 温圧計（屋内外兼用）0〜50℃または0〜100℃

大きさ

φ100

形状

保護管長さ/温度

50℃

100℃

50℃

100℃

50℃

100℃

60ｍｍ

Ｆ211

Ｆ221

Ｆ231

Ｆ241

Ｆ251

Ｆ261

Ｔ形

保護管寸法保護管材質

Ｓ形

R1/2 ユニオン式
ケース材質・ 外 装 ：ADC12・グレー塗装
リング材質・ 外 装 ：ABS樹脂・グレー色

R形

0.6MPa1MPa75ｍｍ

Ｆ212Ｆ222Ｆ232Ｆ242F252

F262100ｍｍ

Ｆ213Ｆ223

Ｆ233Ｆ243Ｆ253Ｆ26360ｍｍ

Ｆ214

Ｆ224Ｆ234Ｆ244

Ｆ254

Ｆ26475ｍｍ

F215

F225

F235F245

F255

F265100ｍｍ

Ｆ216Ｆ226Ｆ236

Ｆ246

Ｆ256

Ｆ26675ｍｍ

Ｆ218

Ｆ228

Ｆ238

Ｆ248

Ｆ258

Ｆ268100ｍｍ

Ｆ219

Ｆ229

Ｆ239

Ｆ249

Ｆ259

Ｆ269

＊太字コードは標準在庫品です。

（例）F231-G
R形

69HEX211.6MPa

HEX246
φ113

62.557 00
L＝ ＝1L

L＝60
L＝75
L＝100

＊T 形・S 形につきましては目盛板が床面と垂直になるように設置してください。
R1/2＊結露等が発生した際はリング部分を取り外しガラス面を拭いてください。
その際、ガラス破損、手などを怪我しないように慎重に作業してください。
φ15
また外調設置針（赤針）付にすると密閉度が下がります。ご注意ください。
＊保護管は強く締め過ぎると変形してパイプ弁が作動しなくなることがありますので締め過ぎないようご注意ください。
＊保護管付で使用してください。

φ1

HEX24

5

R

1/224EX
H

47
HEX21

EX

L＝60
L＝75
L＝100H

7077

47

2

199

φ113

0φ15φ113

R1/210温度計
バイメタル温度計目盛図 P13

屋内用

バイメタル温度計−30℃〜50℃/0〜50℃/0〜100℃/0〜120℃/0〜150℃/
0〜200℃/0〜250℃/0〜300℃/0〜400℃/0〜500℃

材質 プラスチック（200℃以上は金属）選定上のご注意●耐食性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速 2m/s・感温部長さ 150mm 以上では SUS くり抜き又は SUS 溶接保護管をご使用ください。
●標準品は屋内仕様ですので、屋外でご使用の場合には、その旨ご指定ください。
●ブライン（不凍液）には、SUS くり抜き又は SUS 溶接保護管をご使用ください。
●バイメタル温度計では、感温部が測定流体と接する挿入寸法は 50〜150mm の範囲になるよう最適な寸法を選定ください。
挿入寸法が短いと測定誤差を生じ性能を確保できません。
また長すぎると感温部や取付け部位の破損原因になります。
●測定する流体などの被測定物の温度が氷点下（摂氏 0℃）以下になる凍結環境では、「凍結」により温度を感知するセンサーが破損することがあります。
この様な凍結環境でご使用になる場合は、屋外仕様の密閉型バイメタル温度計を選定されることをお勧めします。
なお、密閉仕様の製品でも稀に内部が凍結する場合があります。
この条件では、シリコンオイル入り温度計をお勧めします。
●温度計は保護管が必要な場合があります。保護管（P.12）
をご確認ください。

感温部仕様
保護管無保護管有屋外用

密閉型バイメタル温度計
耐久性、耐候性に優れ、屋外で使用できる密閉タイプです。
−30℃〜50℃/0〜50℃/0〜100℃/0〜120℃/0〜150℃/
0〜200℃/0〜250℃/0〜300℃/0〜400℃/0〜500℃

注）φ75は製作不可＊外調設置針（赤針）付にすると密閉度が下がり結露が発生する恐れがあります。

11

標準感温部長さ（L）mm

標準接続ネジ（R3/4）
90 140 190 290 R1/2、接続ネジ下寸法

5065

保護管寸法

60（R3/4）
75 100 150 200 300 R1/2、保護管挿入筒寸法70

85 110 160 210 310 内ネジ（M20×P1.5）

温度計付属品
溶接式

銅管溶接
溶接式

L＝保護管寸法
L＝保護管寸法

銅管溶接・SUS316くり抜き・SUS溶接・チタン

選定上のご注意
耐食性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速2ｍ／s・感温部長さ150mm以上では、SUSくり抜きまたはSUS溶接保護管をご使用ください。
バイメタル温度計・隔測温度計・ガラス製温度計など、各製品の構造により本体感温部のサイズが異なりますので、各専用保護管をご使用ください。
温度計の接続ネジを保温すると、周囲温度の影響を排除することができます。
バイメタル温度計では、感温部が測定流体と接する挿入寸法は 50〜150mm の範囲になるよう最適な寸法を選定ください。
挿入寸法が短いと測定誤差を生じ性能を確保できません。
また長すぎると感温部や取付け部位の破損原因になります。

注記

上記標準以外のネジ・フランジも製作いたしますのでお問合せください。

12バイメタル温度計目盛図13

防雨形（屋内外兼用）
オールステンレス製（SUS304）のワールドクラスの高性能バイメタル温度計です。
ケース部はSUS304で防雨構造ですので結露しにくく、さびの発生を防ぎ耐食性にも優れています。

製品仕様
S形ストレート形状T形アングル

φ75

φ100大きさ

φ75

φ100

φ100TS75

TS100型

TT75TT100

TA100

番

温度計は保護管が必要な場合があります。
保護管（P.12）をご確認ください。

RA形アジャスタブル

温部

50 90 140 50 90 140
50 90 140 50 90 140 190 290 50 90 140 190 感長さmm mm mm mm mm mm 温度範囲 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
V190 V200 V210−30〜50℃●V101 V111 V121 V131 V141 V151 0〜 50℃ V161 V171
● □ □ ● ● ●● □□V240 V250 V260

●

□●

●

●

●

□●

□●

●

□

□

V102 V112 V122 V132 V142 V152 0〜100℃ V162 V172 V182 V192 V202 V212 V222 V232 V242 V252 V262 V272
●

●V113
□□●

●

●

●

●

［オプション］
保護管（WELL）

V191 V201 V211 V221 V231 V241 V251 V261 V271
□●●

●

●

□●

●

●

●

保護管長さ60 100 150 200 300mm mm mm mm mm

V143

V173
0〜120℃ V163
● ●V193 V203

SUS316 接続ネジ V902 V904 V906 V908 V912
くり抜き R1/2 ● ● ● ● □

V144

V174
0〜150℃ V164
□ □V194 V204

銅管溶接R1/2

V926
□

−

0〜200℃ V165
□V195

チタン
くり抜きR1/2

V962 V964 V966−□□●□□□□□□□●標準在庫品□在庫状況お問合せ品

14赤液アルコール（屋内用）/青色アルコール（屋外用）

ユニオン式/固定式（ディーゼル温度計
選定上のご注意： 耐食性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速2m/s・感温部長さ125mm以上ではSUS溶接又はSUSくり抜き保護管をご使用ください。 標準品は屋内仕様ですので、屋外でのご使用の場合にはご指定ください。

S形

S形

L形
L形

平型ユニオン温度計（保護管付）※前面ガラスはついておりません。
（屋内用のみ）※屋外対応可能

S形
S形

L形

L形

※保護管付の場合別途ご指定ください。
※前面ガラス付※屋外対応可能※−10〜50℃は製作不可です。

（前面ガラス・保護管付）※屋外対応可能15

保護管なしのみ）

「隔測温度計・直結温度計」■ 有機液体圧力式温度計■ 不活性ガス圧力式温度計（窒素ガス）
感温部内の液体の膨張、収縮を利用して温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやす
く、工業用の電気接点付・マイクロスイッチ・記録温度計として広く使用されています。

保護管付（標準φ15×110mm SUS304）
フランジ式保護管付もあります。

指示温度計に接点機構を組み合わせたもので、温度指示はもちろん内蔵されている接点を任意の位置に設定できます。
設定された温度で電気接点を開閉することで警報や制御に使用されます。

※マイクロは100φのみ

16

感温部内に封入された揮発性液体の温度変化による蒸気圧を利用してブルドン管を働かせ、温度指示をするものです。高温部にかけて目盛りを拡大させることで読みやすく、安全なため、とくに食品などの温度測定に最適です。

一般温水用φ10×115mm

温度の変化を時間の流れと関連させ、自動的に円形チャート紙に連続して記録します。温度管理を高精度に、より合理的・効率的に行えるもので、主に化学工場で使用されています。

17

温泉用φ13×150mm● 大 き さ ：φ225● 温 度 範 囲：−50℃〜＋300℃● 記 録 時 間：24 時間等● 接 続 ネ ジ：R1/2 等● 感温部寸法：標準φ12×130mm● 感温部材質：SUS304/SUS316●精度：±2％F.S.

その他

空気及び非腐食性ガス● 適 合 配 管 ：1. ビニル管またはゴム管（内径 6）……樹脂製ビニル管用口金（本体装着済）
2. 金属管（外径 6±0.1）……別売の金属管用口金が必要
3. 硬質プラスチック管（外径 6×内径 4）……別売の金属管用口金とインナースリーブセット（XIN6×4）が必要● 口 金 極 性 ：高圧側赤色、低圧側青色で表示

マノスタースイッチ（MS99Vシリーズ）
最小設定圧力20Paから作動する超高感度微差圧スイッチです。

MS99V

●形
式：上限用ビニル管形（MS99HV）、下限用ビニル管形（MS99LV）● 設 定 範 囲：20〜120Pa をはじめとした、全９種類※全圧力レンジで取付姿勢（垂直・水平）のご指定ください。
● 適 用 ガ ス 体：空気及び非腐食性ガス（可燃性ガス・液体は不可）● 周囲環境温度：−10℃〜＋60℃（ただし、氷結しないこと）● ダイヤフラム耐圧：10 〜 50kPa（圧力レンジにより異なります）● 目 盛 設 定：任意（目盛付ダイヤルによる設定）●その他：口金交換可能な MS99C シリーズもあります。

ET-130DSN
ET-130DLN
SUS304ET-130RSN−20℃から＋60℃
ET-130RLN

18

マノメーター・圧力計試験器・ダンパー

目盛範囲

（旧単位）
mmH2O

±1kPa

（±100）±1.5kPa（±150）±2kPa（±200）±2.5kPa（±250）

±3kPa
±4kPa
±5kPa

（±300）（±400）（±500）

最小目盛継手外装カバー

従来のものより、約 1/5 の重錘量で 1MPa から、100MPa まで測定できます。軽量コンパクト、操作も簡単で安全性も高い圧力計基準器です。

プラグ（封止栓）
1個〈圧力緩衝継手〉

19

脈動の激しいところでは圧力計のエレメントや内機に大きな負荷がかかり、それにより圧力計の寿命を短くし、正確な測定もできなくなります。ダンパーは、このような脈動下においての使用に最適です。

圧力計付属品
圧力計用0.7（1）MPa

圧力配管アダプター

圧力計の使用目的にあっては、その取付方法がいろいろあります。使用する圧力計の性能を十分に発揮させ、適切に長くご使用いただけるよう各種サイズや材質を用途に応じて、本体と組合せて使い分けられます。

サイホン

材質：SS・SUS● 最高使用圧力（耐圧）：1.0（1.5）MPa● 接続ネジ：
R3/8×R3/8● 外装：メッキ又は黒生地

ユニオンジョイント (SUS316)
製品コード A（メスネジ）×C（オスネジ）

B

HL

D1×E1

D2×E2

PC2-77
PC2-78
PC2-87
PC2-88
PC2-73PC2-74
PC2-83PC2-8421212323212123231820182018201820737573757375
7375

22×25.4
22×25.4
27×31.2
27×31.2
22×25.4
22×25.4
27×31.2
27×31.2

19×21.9
22×25.4
19×21.9
22×25.4
19×21.9
22×25.4
19×21.9
22×25.4

B

D×E

φD

G3/8 ×G3/8
G3/8 ×G1/2
G1/2 ×G3/8
G1/2 ×G1/2
G3/8 ×R3/8
G3/8 ×R1/2
G1/2 ×R3/8
G1/2 ×R1/2

ユニオンフランジ (SUS316)
製品コード （メスネジ呼び）×（フランジ呼び径）
PE2-7AF
PE2-7BF
PE2-7CF
PE2-7DF
PE2-8AF
PE2-8BF
PE2-8CFPE2-8DF
PE2-7ARPE2-7BRPE2-7CR
PE2-7DRPE2-8ARPE2-8BRPE2-8CRPE2-8DR

G3/8 ×JIS10K 10A FF
G3/8 ×JIS10K 15A FF
G3/8 ×JIS10K 20A FF
G3/8 ×JIS10K 25A FF
G1/2 ×JIS10K 10A FF
G1/2 ×JIS10K 15A FF
G1/2 ×JIS10K 20A FF
G1/2 ×JIS10K 25A FF
G3/8 ×JIS10K 10A RF
G3/8 ×JIS10K 15A RF
G3/8 ×JIS10K 20A RF
G3/8 ×JIS10K 25A RF
G1/2 ×JIS10K 10A RF
G1/2 ×JIS10K 15A RF
G1/2 ×JIS10K 20A RF
G1/2 ×JIS10K 25A RF

21232123

22×25.4

27×31.2

22×25.4

27×31.2

90951001259095100125909510012590951001254-φh1519151915191519P.C.D
65
7075
90657075
90657075
9065
7075
90t

φg

ｆ−−−−

12141214121412144651
5667
46515667

1120

材質選定表／JIS・ANSI 規格表■ 接液部材質選定表（参考資料）
材

被測定物
塩質

モネル

タンタル
TaP

チタン
TB35C

ハステロイ
Ｃ-276

硬質エンビ
PVC

フッ素樹脂
PTFE

天然ゴム

ネオプレン

××

○

○70

○20

○

○

○

○

×

×

○

○35

○20

○

○

○

○

××

○

×

○20

○

○

○

×○

×○

○

○

××

Wet

×○

○

○75

○××

ス

××

○

××

0～10％

××

○

×

○

○65

○○○××○×

○

○60

○

○

×××

○160

×

○

○30

○××××

○160

×○

×

○

××

○30

×

○160

×○

×○

××

○

○

○

○

○20

○

××

×

5～2020＜Dry

塩素ガス
炭酸

硫

ガ

10～60

酸

60～75
75～95

ガ

SO2
硝

95～100ス

×0～20％

○

×○

×

○

○××

○

○50

○30

○

○××

○

20～70

酸

× 不可能（数字は温度℃）

ステンレス
SUS316

0～5 ％

素

○ 使用可

70～95

○
○

○

○50

×××

○20

○

○××

○

×○

××

○

○65

○××

60～100×○

××

○

○××

ミ×

○

○

○

○

○

○

漂 白 液 Ca（CℓO）
2×○

○

○24

○

×

○

○

○

○

○65

○

95～1000～60％

フ ッ 素
硫酸

アル

次 亜 塩 素 酸 HCℓO

0～10％
10～30

NaOH

30～50
50～70
NH3

水×○

×××

○100

○

○

○

○100

○×○

○

○65

○

○

○

○100

○

×

○

○

○65

○

○

○

○

○

×○

○

×○

○

○×

○

○

○

○

○75

○100

銀○

×

○

○

塩 化 ナ ト リ ウ ム

○

×

○

○

○

○

○

塩 化 カ ル シ ウ ム

○

×

○

○

○

○

○

■ JIS・ANSI 規格表●JIS管用ネジ規格表（JIS B 0202・0203）
ネジ山

ネジの呼び

ネジ山数

25.4mmにつき基準径
ピッチ

外径

谷の径基準径の位置
（Rネジ）

1/8

28

0.9071

9.728

8.566

3.97

1/4

191.3368

13.157

11.445

6.01

3/8

191.3368

16.66214.9506.35

1/2

141.8143

20.95518.6318.16

3/4

141.8143

26.41124.1179.53

1112.3091

33.24930.291

10.39

t●JIS規格フランジ寸法表（JIS B 2220）
呼び径（JIS）

21

フランジの径 フランジ各部寸法
Dtfg

ボルト穴
c数

hφf

ボルトの
呼び径

10K 10A（3/8″）

90

12

14665

415M1210K 15A（1/2″）

95

1215170

415M12M1210K 20A（3/4″）

100

14

15675

41510K 25A（1″）

1251416790419M1610K 40A（11/2″）

14016281105419M1610K 50A（2″）

155

16296120419M1620K 10A（3/8″）

901414665

415M1220K 15A（1/2″）

95

14

151

70

415M1220K 20A（3/4″）

100

1615675

415M1220K 25A（1″）

125

1616790419M1620K 40A（11/2″）

140

18281105

419M1620K 50A（2″）

155

18296120819M16A g Dc4-h●ANSI 規格フランジ
呼び径（JIS）
15Aボルト穴c

数77.5489121.63560.5412718.51.67398.5425A

10850A

15240A

150-LB

フランジの径 フランジ各部寸法
Dtfg
1520

1.61.65192 120.54hφ

ボルトの呼び径

15W1/215W1/215W1/215W1/21. 弊社製品の保証期間は納入後 1 年間とします。保証期間内に弊社の責任による製品不良、または不適合品と判断した場合にはその製品を無償修理、または良品と交換いたします。

ただし、次に該当する場合には、この保証範囲外とさせていただきますので、よろしくお願いします。
（1）お客様の不適切な取り扱い、または使用による場合（製品に添わない設置や使用を含む）（2）弊社以外の第三者による改造、分解、または修理による場合（3）使用による劣化、災害（火災等）、その他不可抗力による場合（4）製品の不適合により発生した二次的損害による場合
なお、ここでいう保証は納入品単体の保証を意味し、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。

2. 弊社製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器やシステムに用いることを目的として製造されたものではありません。
3. 取外し・取付 等で発生する特殊作業の費用請求はご容赦願います。
4. このカタログの記載内容については、お断りなく変更させていただくことがあります。
1. 圧力計受圧部に異物が固着しないよう、測定触媒をご確認ください。圧力計の測定精度に影響を及ぼしたり、故障の原因となる場合があります。

2. 製品の取り付け場所は、大きな振動がない所に設置してください。故障の原因となる場合があります（設置場所の振動を除去できない場合は、恐れ入りますが、弊社営業までご相談いただきますようお願い致します。
）

3. 圧力加圧の際には、過大圧の原因となるような操作・設定を行わないでください。圧力受圧部に破損を生じる場合があります。
4. 圧力計を蒸気圧力又は高温流体でご使用の場合、サイホンパイプを設けることなく、蒸気圧力計や耐熱圧力計を使用しないでください。また、圧力計を低温側でご使用の場合は、氷結しない環境でご使用ください。

5. 圧力計及び温度計を取り付ける際に、本体ケースをつかんでねじ込んだり位置調整を行ったりすると、示度に狂いが生じて製品の破損につながります。製品の取り付け作業は本体ケースを回転せず、ネジ上部の二面取り部、四角部、または六角部にスパナを使用して締め付けてください。また、本製品は測定機器ですので、製品を落下させる等の過度な衝撃が加わると示度の狂いが生じますので取り扱いには ご注意ください。

6. ケース内の温度と環境温度の差によって結露が発生する場合がございます。ご注意ください。
7. 圧力計の取付姿勢は、目盛板が垂直になるように取り付けてください。
1. 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用圧力が圧力レンジの 30〜65% 範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。また接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

2. 酸素用にご使用の場合には、禁油の旨ご指定ください。アセチレンにご使用の場合には、耐食用途で且つ禁油の旨ご指定ください。
3. 温度計を選定される際は、目盛スパンの 30〜60% の範囲で常用されるよう、温度レンジを選定してください。
また、接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

1.

2.
スロットル

3.

1.
2.
3.

4.

22

JIS 認証工場

東 京 本 社

160- 0012

大阪営業所

550- 0012

名古屋営業所394- 0024

仙台営業所

983- 0841

岡谷営業所

394- 0024

岡 谷 工 場394- 0024

型式承認工場

ISO9001 認証事業所（岡谷工場）

東京都新宿区南元町13-11
TEL. 代表（03）3354-8900 FAX.（03）3354-8871
TEL. 営業１課 3354-8901 営業 2 課 3354-8902
営業３課 3354-8903
大阪市西区立売堀2-5-41合田ビル601号
TEL.（06）6534-5523
FAX.（06）6534-5426
長野県岡谷市堀ノ内2-17-17
TEL.（0266）22-4683
FAX.（0266）22-4654
仙台市宮城野区原町3丁目5-20メゾン坂下103号
TEL.（022）256-5791
FAX.（022）256-5881
長野県岡谷市堀ノ内2-17-17
TEL.（0266）22-4681
FAX.（0266）22-4654
長野県岡谷市堀ノ内2-17-17
TEL.（0266）22-4682
FAX.（0266）22-4654

2024. 05. 2000