Shincarbon-AII
Shincarbon-AIIは、合成高分子を焼成し､高度に不活性化したガスクロマトグラ
フィー用高純度カーボン担体です。
高い耐熱性や耐水性に富んでおり、低沸点物質から高沸点物質の水溶液および大気中の微量極性物質の分析に効果を発揮します。
■特長
1) 高度に不活性化されたカーボン担体です。物理的・化学的に非常に安定しています。担体自身に試料成分が吸着しないため､アルコールや脂肪酸などの極性化合物に対して吸着はありません。また、加水分解を受けることがありませんので水溶液の分析に適しています。
2)

液相の担持力および分離能はケイソウ土担体に匹敵します。

3)

100%カーボンで成り立っているため、不活性ガス(キャリヤーガス)中では高温での使用が可能です。

4)

材質はカーボンであるため、機械的強度が強く､微粉の発生が少ないです。
そのためキャリヤーガスの通気性がよく、カラム圧は低くなり､分離効率が向上します。

5)

ケイソウ土のような天然物ではなく､化学合成品ですのでロット間のばらつきがありません。
(10g: 約30ml)
Shincarbon-AII60/80

80/100定価 (円)

27,50027,500※担体のみの販売は行っておりません。

P/N

定価 (円円)FAL-M 10% Shincarbon-AII 80/100

F2-1850,000

PEG6000 10% Shincarbon-AII 60/80

P2-13032,000

PEG20M 10% Shincarbon-AII 60/80

P2-131

32,000

SBS-120 12% Shincarbon-AII 80/100

S2-12040,500

Thermon-3000 5% Shincarbon-AII 60/80

T2-94

46,700

Thermon-3000 2% Shincarbon-AII 60/80

T2-95

46,700

TSG-1 15% Shincarbon-AII 60/80

T2-96

43,000充填剤(10g: 約30ml)

Shincarbon-AII 性能評価 (1)Short-chain fatty acids
Column:

FAL-M 10% Shincarbon-AII 80/100
2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass
2 3451678

1. Acetic acid
2. Propionic acid3. iso-Butyric acid0510

4. n-Butyric acid
5. iso-Valeric acid
6. n-Valeric acid

Column:

FAL-M 10% Shincarbon-A 80/100
2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

7. iso-Caproic acid
8. n-Caproic acid

324516780Column temp : 140℃
Injection temp : 230℃
Detector : FID (230℃)

510Carrier gas : N2, 50 mL/minSample Volume: 1.0 μLShincarbon-AII 性能評価 (2)Short-chain fatty acids
Column:

PEG20M 10% Shincarbon-AII 60/80
2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

34256178

1. Acetic acid
2. Propionic acid3. iso-Butyric acid0510

4. n-Butyric acid
5. iso-Valeric acid
6. n-Valeric acid

Column:

PEG20M 10% Shincarbon-A 60/80
2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

7. iso-Caproic acid
8. n-Caproic acid324 516780Column temp : 160℃
Injection temp : 230℃
Detector : FID (230℃)

510Carrier gas : N2, 50 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Shincarbon-AII 性能評価 (3)Organic solvents
Column: SBS-120 12% Shincarbon-AII 80/100
3.1 m x 3.2 mm I.D. Glass
2173985 6410

1. Diethyl ether

0

2. n-Hexane
11 131217

3. Methanol
4. Methyl acetate

151614

5. 2-Propanol
6. Ethyl acetate

0102030

7. Tetrahydrofuran
8. 2-Butanol
9. iso-Butanol
10. Toluene

Column: SBS-120 12% Shincarbon-A 80/100
3.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

11. n-Butyl acetate
12. Methyl n-butyl ketone
13. iso-Amyl alcohol214. Ethylbenzene

1354768

15. m,p-Xylene

916. o-Xylene
17. Styrene monomer
101101312171514051610Column temp : 100℃Injection temp : 200℃
Detector : FID (200℃)

2030

Carrier gas : N2, 50 mL/min
Sample Volume: 0.4 μL

Shincarbon-AII 性能評価 (4)Short-chain fatty acids
Column: Thermon-3000 5% Shincarbon-AII 60/80
1.6 m x 3.2 mm I.D. Glass
234

156978

1. Acetic acid10

2. Propionic acid

051015

3. iso-Butyric acid204. n-Butyric acid
5. iso-Valeric acid
6. n-Valeric acid

Column:Thermon-3000 5% Shincarbon-A 60/80
1.6 m x 3.2 mm I.D. Glass

7. iso-Caproic acid
8. n-Caproic acid
9. n-Enanthic acid
10. Lactic acid3241569781005Column temp : 160℃
Injection temp : 230℃
Detector : FID (230℃)

101520Carrier gas : N2, 25 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Shincarbon-AII 性能評価 (5)Long-chain fatty acids
Column: Thermon-3000 2% Shincarbon-AII 60/80
2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

1 23451. Capric acid692. Lauric acid7

3. Myristic acid8

4. Palmitic acid
5. Stearic acid05Column:

1015Thermon-3000 2% Shincarbon-A 60/80
2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

7. Linoleic acid
8. α-Linoleic acid9. Arachidic acid

1 234569780

6. Oleic acid5Column temp : 230℃
Injection temp : 260℃
Detector : FID (260℃)

1015Carrier gas : N2, 60 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL

Shincarbon-AII 性能評価 (6)Formalin gas
Column: TSG-1 15% Shincarbon-AII 60/80
3.1 m x 3.2 mm I.D. Glass
10246810
1. Formaldehyde

Column:TSG-1 15% Shincarbon-A 60/80
3.1 m x 3.2 mm I.D. Glass

102Column temp : 90℃Injection temp : 200℃
Detector : TCD (200℃)

46810Carrier gas : He, 50 mL/min
Sample Volume: 1.0 μL