DT シリーズ
マルチデジタル差圧計

IM-EM111J-9

取扱説明書

10 版 2019 06 E
9 版 2013 08 E

このたびは弊社製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
本書は DT シリーズ マルチデジタル差圧計の設置、運転、保守などについて説明しています。
本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、本書はお読みいただいた後も大切に保管してください。
・本書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

- 目 次 1. 本書の表記上のルール ...................................................... 1

10. ゼロ点調整 ........................................................................ 6

2. 使用上のご注意 .................................................................. 2

11. LCD 表示部......................................................................... 6

3. 概 要 .................................................................................... 2

12. エラーメッセージ............................................................. 6

4. 標準仕様 .............................................................................. 2

13. データ設定 ........................................................................ 7
13.1 キー操作の基本........................................................... 7
13.2 機器情報 ...................................................................... 7
13.3 各設定項目の解説....................................................... 7
13.4 積算表示の詳細........................................................... 8
13.5 標準設定データ........................................................... 9
13.6 データ設定手順......................................................... 10

5. 表示部の名称 ...................................................................... 4
6. 各モードと機能概要 .......................................................... 4
7. 設置上の注意 ...................................................................... 5
8. 結 線 .................................................................................... 5
8.1 適合ケーブル ................................................................ 5
8.2 結線図 ............................................................................ 514. 形式コード ...................................................................... 14

9. バッテリータイプについて............................................... 5
9.1 バッテリーの寿命 ........................................................ 5
9.2 バッテリーの交換 ........................................................ 59.3 電源の ON／OFF／オートパワーOFF ....................... 5

1. 本書の表記上のルール
安全に関する表記
本書では安全に関する注意事項を次の表示によって区分しています。

警告

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本装置の破損または付帯設備等の物的損害の発生が想定される内容を示します。

一般情報に関する表記
本書では一般情報に関する注意事項を次の表示によって区分しています。

注記

この表示は製品の取り扱い上、必要不可欠な操作や情報を示しています。

参考

この表示は本製品を安全・快適に使うためにぜひ理解していただきたい内容を示しています。

（→P.○○）

注意事項とは別に参照していただきたい
ページがある場合に表示します。

2. 使用上のご注意

3. 概 要DT シリーズ・デジタル差圧計は当社がお届けするデジタ
ル差圧計の新シリーズです。
オリフィスやピトー管式の差圧検出器と組み合わせて差
圧表示はもとより、開平演算、スケーリング機能による流量指示を行います。
大型 LCD ディスプレーは離れたところからも視認性を高め、同時に簡易バーグラフも表示します。
オリフィス、ピトー管、その他の差圧流量計器と組み合わせが可能です。 また、差圧式液面計としてもご使用いただけます。
電源不要のバッテリータイプ、２線式 4-20mA 出力タイプ、
オープンコレクタ×２点警報出力タイプをラインアップ
しています。

一般的注意事項

警告

警告

注意

注意

注記

本製品は工業用計器として最善の品質管理のもとに製造、調整、検査を行い納入い
たしております。みだりに改造や変更を行
うと本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。改造や変更の必要がある場合は当社までご連絡ください。
納入仕様書に記載された仕様、流体圧力、温度の範囲内での使用を厳守してください。この範囲を超えた条件での使用は故障、破損の原因となります。
運搬、保管の際に破損、故障にないよう、
また水、ゴミ、砂などの混入のないようにご注意ください4. 標準仕様

本製品は工業計器としての用途にのみ使用し、その他の用途には使用しないてください。

 測定流体液体、気体（プロセス接続部を腐食させない流体）

本書は DT シリーズ差圧計の操作を中心に記述されています。組み合わされる差圧センサの取扱説明書を合わせて参照ください。

 接液部材質
ダイヤフラム：SUS316L
ボディ：SUS316
O リング：フッ素ゴム（JIS 4 種 D）
ドレン孔シール ：アルミナセラミック

 差圧レンジ

材質について注意

測定最大差圧レンジ
最 小
最 大
0.4 kPa
1 kPa
DT01□□
200 kPa
0.8 kPa
2 kPa
DT02□□－0.09～
2 kPa
5 kPa
DT05□□
2 MPa
4 kPa
10 kPaDT10□□（両 圧）
700 kPa
8 kPa
20 kPaDT20□□
20 kPa
50 kPaDT50□□
・最小差圧レンジは推奨値を示します。
・瞬時耐圧 ：3 MPa

本製品の材質についてはテクニカルガイ
ダンスに記載されています。
実際のプロセスにおいては混入物などもある場合があり、万全でないこともあります。最終的な耐食性、適合性のご確認はお客様の責任でお願いいたします。

形

保守、点検について

警告

注意

本製品を保守、点検などのためにプロセスから取り外す際は、測定対象物の計器内への残留に注意してください。測定対象物に腐食性や毒性がある場合は、作業者に危険がおよびます。

式

使用
圧力範囲

許容差圧
（片圧）

 使用温湿度
・流体温度 ：-10～70 ℃
・周囲温湿度：-10～50 ℃ , Max. 85% RH（バッテリータイプは 5～45℃）
・保存温湿度：-20～60 ℃ , Max.85% RH（ただし、氷結、結露がないこと）

本製品の保守、点検については使用条件などによりその周期、内容が異なります。取扱説明書を参照するか、お客様が実際の運転状況を確認してご判断願います。

 計測・出力機能

2

形式DT□□4□
DT□□5□

機
能
バッテリー
電流出力

DT□□6□

警報出力

備
考単三アルカリ電池×2
DC24V , 4 -20mA 出力
警報 2 点+4 -20mA 出力
警報 1 点+積算パルス+
4 -20mA 出力 表示機能・差圧およびスケーリング表示部：
3-1/2 桁 LCD（文字高 18mm）；表示範囲 -1999～1999
11 セグメントバーグラフ
・積算表示部：
7-1/2 桁 LCD（文字高 5mm）
；表示範囲 0～19999999
表示周期：1s（サンプリング；0.5s）・フィルタ：0、2、4、8、16、32 s より選択
（移動平均）・LCD バックライト：
キー操作時 10 秒間点灯（電流出力タイプを除く）
・スケーリング表示：開平演算機能あり（オプション）・差圧およびスケーリング表示範囲：
差圧レンジの-10～110% または最大-1999～1999（表示範囲外は-FFF または FFF を表示）
・流量表示範囲：差圧レンジの-10～110%または最大 0～1999（表示範囲外は-FFF または FFF を表示
ただし、-10～0％は 0 を表示）

 性 能・実差圧表示精度：±(1.0% F.S.＋1digit) at 23℃
・スケーリング表示精度：±(1.0% F.S.＋1digit) at 23℃（差圧レンジ 0～100%にて）・開平演算精度：±0.1% F.S.（差圧レンジ 5～100%にて）・温度影響 ：±0.1% F.S. / ℃（ゼロ・スパン共）
・傾斜影響 ：前後 90 ﾟ；±(±0.1% F.S.＋１digit) at 23℃
左右 90 ﾟ；±150Pa Max. at 23℃
・保護等級：IP65（JIS C 0920 防噴流形）
・ハウジング材質：アルミニウム合金
・塗 装：メラミン樹脂塗装
・塗装色：フロント／ワインレッド（マンセル 10RP3/8）
リア／ライトグレー（マンセル N7.5）
・プロセス接続：Rc1/4 均圧弁内蔵タイプ（標準）・取付姿勢：正面鉛直取付

 タイプ別仕様・機能①バッテリータイプ（DT□□4□）・電 源 ：単三アルカリ乾電池（LR6）×2 本
・電池寿命 ：約 2 年（連続使用時）at 23℃
オートパワーオフ機能選択可
電池電圧低下表示付
・質 量 ：約 765 g（乾電池含む）②電流出力タイプ（DT□□5□）・電 源 ：DC24V±10%・出 力 ：DC4-20mA（2 線式）
・許容負荷抵抗：600Ω
・電流出力精度：±0.5% F.S. at 23℃・応答性 ：2 s 以下（フィルタ設定 0 の場合）
・質 量 ：約 715 g③警報出力タイプ（DT□□6□）・電 源 ：DC24V±10%・消費電流：25mA 以下
・警報出力 ：オープンコレクタ出力×2 点（独立設定）（積算パルス出力付加の場合、警報出力は 1 点のみ）
（パルス幅：200～300ms,周波数：1Hz 以下）
・出力容量 ：各 DC30V / 80mA 以下・応答性 ：2 s 以下（フィルタ設定 0 の場合）
・警報設定 ：上下限設定可、接断差；可変／最小 1 digit（積算パルス出力付加の場合、警報出力は上限
または下限 1 点のみ設定可）
・電流出力：DC4-20mA・許容負荷抵抗：600Ω
・電流出力精度：±0.5% F.S. at 23℃
・質 量：約 725 g

3

5. 表示部の名称⑭警報出力モニタ④測定値表示⑯表示器開閉用ねじ(対辺 2.5mm 六角穴付ねじ)⑤リニアライズモニタ⑬電池電圧低下モニタ
OUT1⑫バーグラフ表示

OUT2

100

⑪動作モニタUNIT⑥差圧単位表示m3/h

50⑦積算値表示部

0

kPa

LRZ

SET
ADJ
Aoff

⑧単位表示部
MODE⑩開平演算表示⑨表示選択項目インジケータ（表示 1, 2, 3, 4,…）

①MODE キー②ENTER キー③UP、DOWN キー⑮配線接続口

配線接続口仕様
タイプ○：あり －：なし
配線接続口

バッテリータイプ－

電流出力タイプ○

警報出力タイプ
適合ケーブル外径○
Φ3～8 mm

6. 各モードと機能概要
ゼロ点調整
オートパワーオフ機能使用時 10 分
または、 MODE
3 秒以上

▼

3 秒以上

終了
3 秒以上

電 源 ＯＦＦ（バッテリータイプのみ適用）

測定モード

MODE

設定モード
3 秒以上
（設定値を更新）
ワンプッシュ または 10 分後（設定値の更新無し）

１秒以上

表示切り替え注記

・電流出力タイプ、警報出力タイプは MODE キーによる電源 OFF はできません。
・上記タイプに積算表示を付加した場合、 MODE キーを 3 秒以上押すと積算値が記憶されます。
・バッテリータイプに積算表示を付加した場合 MODE キーを 3 秒以上押すと、積算値が記憶されると同時に電源が OFF となります。

4

注記

7. 設置上の注意

8.2.2 警報出力タイプ

高圧側圧力導入口－＋(推奨締付ﾄﾙｸ：1.0 N･m)++

4-20mA

-

9.1 バッテリーの寿命
本器はアルカリ乾電池 LR6（単三）を二本使用します。
バッテリーの寿命は周囲温度により異なります。
連続使用の場合、23℃において約 2 年間使用できます。
バックライトの頻度が多い場合はこれより短くなります。
使用周囲温度と電池寿命
周囲温度（℃）-1002050
電池容量（mAh）
886
1304
1463
1625
年
1.5
1.8
2.0
2.2

接地端子

(対辺 2mm 六角穴付ねじ)-- DC24V

9. バッテリータイプについて(推奨締付ﾄﾙｸ：
1.0 N･m)(推奨締付ﾄﾙｸ：1.0 N･m)

警報
出力
(2)

（積算パルス付加時は OUT1 がパルス出力となります。）

3mm(対辺 2mm 六角穴付ねじ)

出力(1)

ANA OUT

均圧バルブ

エア/ドレン
抜きねじ

+ 警報

OUT 1

低圧側圧力導入口

エア/ドレン
抜きねじ

+

OUT 2

受信計器

１）周囲温度-10～50℃の環境に設置してください。
（バッテリータイプは 5～45℃としてください。
）
２）直射日光を避け、直接風雨のかからない場所に設置す
るか、保護カバーを装着して下さい。
３）振動および衝撃の少ない場所に設置してください。
４）電磁気的ノイズの発生源の近くでは、誤動作のおそれがありますので、離して設置するか、磁気シールドを設けてください。
５）センサ保護のため、センサ内へ圧力を導入する前に、必ず均圧バルブを閉めた状態から３回転程度緩めてください。（均圧バルブは下図寸法以上緩めないでください。）なお、測定時は均圧バルブを閉めた状態としてください。（推奨締付けトルク：1.0 N･m）

9.2 バッテリーの交換
バッテリー電圧が DC2.4V 以下となった場合、LCD 表示
部電圧低下モニターが点灯し、交換時期を示します。
測定が不安定となる場合がありますので早めにバッテリーを交換してください。
バッテリ－の交換は正面パネルを開けて行ってください。

６）この他の設置上の注意事項は組み合わされるセンサの取扱説明書を合わせて参照ください。

注意
交換するバッテリーは単三アルカリ乾電池(LR6)を使用
してください。
使いきった乾電池は早急に本製品から取り出してください。
また、新しい乾電池と使用した乾電池、他の種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
誤作動または、故障の原因となります。

注記

8. 結 線

電流出力、警報出力タイプは以下の要領に従って配線を行ってください。
結線の際、表示部の２本のネジを緩め、プリント基板上に記載された端子記号に従って結線してください。

注記

8.1 適合ケーブル
 電流、警報出力の場合
端子台型番／メーカ名
適合ケーブル外径
電線断面積（単線）
電線断面積（撚線）

オプション機能の積算を選択している場合、バッテリーを動作中に抜くと最大直前一時間前のデータに置換わる
ため必ず電源を OFF としてデータの回避を行ってください。
詳細は 9 ページの積算値保護機能と保持期間についてをご参照ください。

SMKDS１（フェニックス）
3.5～8.0mm
0.14～1.5mm2
0.14～1.0mm2

8.2 結線図

9.3 電源の ON／OFF／オートパワーOFF

8.2.1 電流出力タイプ

＋

+

+

- -

電源 OFF から MODE を１秒以上押し続けると測定モードになります。
電源を OFF とする場合は同じく MODE を 3 秒以上
押してください。
また、前面パネルキーによりオートパワーOFF 機能を選択した場合は測定モード中に 10 分間キー操作が無いと自動的に電源を OFF します。
ただし、工場設定オプションの積算表示機能を選択した
場合、オートパワーOFF 機能は使用できません。

受信計器

－

4-20mA

DC24V

5

10. ゼロ点調整

12. エラーメッセージ
測定値が規定値を外れた場合、下表のエラーメッセージが表示されます。
状況を確認の上、適切な処理を行ってください。

測定モードにおいてダウンキー ▼ を 3 秒以上押して離してください。
表示値および電流出力値のゼロ点調整を行うことがで
きます。

タイプ

正常にゼロ点調整が行われた場合はメッセージを 1 秒間表示後、測定モードに戻ります。
公称レンジの±10％を越える差圧が印加されている
場合、異常メッセージに戻ります。

を 1 秒間表示後に測定モード

11. LCD 表示部
LCD 表示部では予め設定されたスケーリング値、実差圧
またはタイプ、設定オプション毎の測定値をワンタッチ
切替えで表示させることができます。
スケーリング表示

実差圧表示（任意の表示設定）測定状態で確定キー
切り替わります。

注記を押す毎に画面表示が順次

6

状

況

全タイプ

公称差圧レンジの-10%F.S.以下の差圧が印加されている場合
または表示最低値-1999 以下の測定値となった場合。

全タイプ

公称差圧レンジの 110%F.S.以上の差圧が印加されている場合、または表
示最大値 1999 以上の測定値となっ
た場合。

全タイプ

ゼロ点調整時に公称最大差圧の±10%F.S.を越える差圧が印加されている場合、1 秒間点灯後に測定モー
ドに戻る。

警報出力
タイプ

警報出力 1（OUT1）が過負荷状態です。負荷電流を 80mA 以下としてください。エラーの復帰は電源の再投入を実施ください。

警報出力
タイプ

警報出力 2（OUT2）が過負荷状態です。負荷電流を 80mA 以下としてください。エラーの復帰は電源の再投入を実施ください。

警報出力
タイプ

警報出力 1,2 共に過負荷状態です。
負荷電流を 80mA 以下としてください。エラーの復帰は電源の再投入を実施ください。

全タイプ
積算機能

積算係数不可の範囲に設定した場合、確定時にメッセージを表示します。この場合、積算は一切行われません。

13. データ設定

13.3 各設定項目の解説
13.3.1 表示・電流出力のローカット設定

測定モードからを 3 秒以上押し続けると設定
モードになります。（SET モニター点灯）
設定モードでは以下に解説する各種設定値の確認や設定値の変更を行うことができます。

スケーリング表示を開平演算行う場合のみ有効です。
「0」及び「7～30」の 1 刻みで設定できます。
0％設定の場合ローカット無しとなります。
各々設定スパンの設定値(％)以下の表示、出力をカットします。

測定モードに戻るには、同じくを 3 秒間押し続
けてください、設定データを更新後に測定モードに戻ります。
また設定モード中に 10 分間キー操作がないと自動的に測定モードに戻ります。この場合、設定データ更新は行われません。

13.3.2 フィルタ設定

FIL「0」「2」「4」「8」「16」「32」の中から選択します。
各々選択した秒数の移動平均測定値を表示、出力します。

13.3.3 ゼロ点調整有効／無効設定

設定項目の送りはキーを押すことで順次項目が切り替わります。
最終項目の後は最初の項目に戻ります。
各項目の中で選択項目を選んだり、数値を変更する場
合は ▲ ▼ を押して設定を行います。

13.3.4 オートパワーOFF 有効／無効設定

13.3.5 バックライト有効／無効設定

設定モードの最初の項目は機器情報が表示されます。

「ENABLE」（有効）、「INHIBIT」（無効）の何れかを選びます。「ENABLE」は測定モード、設定モードゼロ点
調整モード何れの場合もバックライト点灯が有効となります。
点灯時間は最終キー操作から 10 秒間となります。

製品タイプ

13.3.6 電流出力ゼロ点のオフセット調整

ソフト Ver.

製品タイプ

AMax. 1kPa

バッテリー

B

Max. 2kPa

－

C

－

D

Max. 5kPa－

E

Max. 10kPa－

F

Max. 20kPa

G

－

H

Max. 50kPa

LIG（電流出力タイプを除く）

各記号は下表の製品情報を示します。

差圧レンジ

AOF

「ENABLE」（有効）、「INHIBIT」（無効）の何れかを選びます。「ENABLE」は測定モード中にオートパワー
OFF 機能が有効となります。（表示モニター有り）
ただし、積算機能（オプション）を選択されている場
合は全て無効となります。

13.2 機器情報

記号

ZER「ENABLE」（有効）、「INHIBIT」（無効）の何れかを選びます。「ENABLE」は測定モード中にゼロ点調整が有効となります。（表示モニター有り）

13.1 キー操作の基本

差圧レンジ

LCO

A-0

「-10～10」の範囲で電流出力 4ｍA のオフセット調整を調整できます。
1 カウント当たりの調整量は 0.15%F.S.となります。

13.3.7 電流出力０％時のスケーリング値設定

A04

電流出力 0%（4mA）に相当するスケーリング値を「0.0～100.0%」の範囲で設定します。

電流出力13.3.8 出力 100%のスケーリング値設定

A20

電流出力 100%（20mA）に相当するスケーリング値を「0.0～100.0%」の範囲で設定します。
前項で設定した 0%とのスケーリング表示の差は絶対値で 100digits 以上としてください。

－
警報出力
－

7

13.3.9 警報出力（OUT1）設定
O1S（積算パルス出力付加時を除く）

13.3.17 ループチェックモード（電流出力・警報出力）
TES

警報出力はヒステリシスモードで動作します。
スケーリング表示に対応する ON とする表示値を「-1999～1999」の範囲で設定します。
ただし、小数点の位置はスケーリング表示で設定した値と同一となりますのご注意ください。

実際の差圧に関係なくキー操作により模擬信号を出力することができます。
このモードでは ▲ ▼ キーで表示値を変化させ、予め設定した値でのループチェックを実行できます。

13.3.18 積算率設定（オプション）
13.3.10 警報出力（OUT1）接断差の設定（積算パルス出力付加時を除く）

O1D

1 カウントアップする場合の表示に対する積算率を「1」「0.1」「0.01」「0.001」「0.0001」の中から一つ選びます。

警報出力を OFF とする設定値からの差として「-1999～1999」の範囲で設定します。
同様に小数点の位置はスケーリング表示で設定した値と同一となりますのご注意ください。
切断差がプラスの場合 ：上限警報として動作
切断差がマイナスの場合 ：下限警報として動作
切断差が 0 の場合：動作しません。

注記

13.3.19 積算時間単位設定（オプション）

O2S

積算表示は設定されたスケーリング値と表示の時間単位から、毎秒毎に加減算を行い、積算を行っています。
スケーリング値、流量時間単位を変更した場合は必ず、設定値の確認が必要です。
また積算表示は 7 1/2 桁表示で最大 2 周までカウントを継続します。2 周目に入った場合は最上位桁右横の小数点が点灯します。2 周目を越えると表示部に FFF を表示し積算を停止します。
積算値のリセットは MODE ＋▼ を同時に 3 秒間
以上押してください。
表示を 0 として積算を再開します。

O2D

警報出力（OUT1）と同様に警報動作点および切断差を設定します。

13.3.12 最小スケーリング表示値に対する
実差圧設定
LRV

13.4 積算表示の詳細

開平演算を行う流量（流速）測定では、この項目は設定できません。（設定は 0kPa となります）「リニア表示」（オプション）の場合、実差圧の表示値
をプラスマイナスとして有効桁数を一桁多い値で設定します。レンジ１kPa の場合、表示範囲は 0～1.000kPa
ですが、設定は一桁多い-1.0000～1.0000kPa が可能です。

13.3.13 最大スケーリング表示値に対する実差圧設定 URV
実差圧値を表示より１桁多い差圧値で設定します。
レンジ１kPa の場合、表示範囲は 0～1.000kPa ですが、設定は一桁多い-1.0000～1.0000kPa が可能です。

13.3.14 スケーリング表示値の小数点位置設定

DEP「0」「0.1」「0.02」「0.003」の中から選択します。
各々小数点なし、小数点以下一桁表示、二桁、三桁表
示となります。

13.3.15 最小スケーリング表示値設定

DLV

開平演算を行う流量（流速）測定では、この項目は設定できません。（設定は 0 となります）「リニア表示」（オプション）を使用する場合のみ、
13.3.12 項で設定した最小実差圧に対する表示値を「-1999～1999」の範囲で設定します。

13.3.16 最大スケーリング表示値設定

INT

スケーリング表示設定値の時間単位を「sec」「min」「hour」「day」の中から一つ選びます。

積算パルス出力を付加した場合、
O1S 、 O1D の設定はありません。
また、キー操作での警報出力への変更はできません。

13.3.11 警報出力（OUT2）の設定

INV

DUV

13.3.13 で設定した最大実差圧に対する表示値を設定します。
流量（流速）測定の場合「0～1999」の範囲で設定します。
「リニア表示」（オプション）の場合「-1999～1999」の範囲で設定します。
13.3.16－13.3.15 の設定スパンは絶対値で 50digits 以上としてください。

8

スケーリングされた流量指示値は差圧に対応する指示値として設定される無次元数として内部演算されています。
このため積算機能を使用する場合には 1 カウントの重みと時間ファクターを設定する必要があります。
たとえば差圧 20kPa の時、200 の表示を行う場合、流量単位として L/min の場合も m3/h の場合もあり得ます。
またカウントアップも 100L 当たり 1 カウントの場合も 1m3 当たり 1 カウントの場合もあります。
前者の場合、最大流量 200L/min が一分間継続した
場合、30 秒で 1 カウントとなり、後者の場合、200m3/h
が 1 時間継続した場合 200 カウント、すなわち3600（秒）÷200＝18 秒毎に 1 カウントアップすることになります。
特に指定のない場合、積算設定オプションは 600c/h
以内の最大カウント数とします。
9 ページの積算率設定可否表に積算機能の表示桁数 vs
積算率 vs 時間単位の関係を示します。
積算機能の設定に際しては、必ず 9 ページの積算率
設定可否表に示す有効設定範囲としてください。

積算率設定可否表
表示値範囲「小数点位置」
200～1999「0」
20.0～199.9「0.1」
2.00～19.99「0.02」
0.200～1.999「0.003」
注1
注2
注3
注4

○：設定可能 ×：設定不可
時間
単位
sec
min
hour
day
sec
min
hour
day
sec
min
hour
day
sec
min
hour
day

積 算 率
0.01

1

0.1

×
×
○
○
×
×
○
○
×
○
○
○
○ 注4
○
○
○

×
×
○
○
×
○
○
○
○ 注3
○
○
○
○
○
○
○

0.001

×
○
○
○
○ 注2
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×

0.0001

○ 注1
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
×

○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
×
○
○
×
×

パルス出力を付加した場合、表示値範囲：1001～1999は設定不可となります。
パルス出力を付加した場合、表示値範囲：100.1～199.9は設定不可となります。
パルス出力を付加した場合、表示値範囲：10.01～19.99は設定不可となります。
パルス出力を付加した場合、表示値範囲：1.001～1.999は設定不可となります。

積算設定において、表中の「×（設定不可）」の範囲の設定を行った場合は、 Err メッセージを表示し、積算動作は行いません。

注記 積算値保護機能と保持期間について
積算動作中は予期しない電源切断に対して積算値を保護するため、1 時間毎にその時の積算値をメモリーに記憶されます。
突然の電源切断に対する積算値の誤差は最大で切断時間プラス1 時間となります。
（グラフ 1.※1 参照）
本製品に予期しない電源断が生じた場合、電源断発生以前の保護分から電源断発生時までのカウント数は保護されません。
バッテリータイプでの電池交換時は必ず MODE キーによる電源 OFF を行い、データ回避を行った上で交換を行ってください。
警報出力タイプでパルス出力付加の場合、パルス出力は電源断発生時まで出力されますので積算値を停電時記憶機能付の外部カウンタ等で表示させる場合、本製品の積算値と外部カウンタの積算値にこの分の誤差が発生します。
また、電流出力を表示器の停電時記憶機能付のカウンタ等に表示させた場合も同様に本製品の積算値と外部カウンタの積算値にこの分の誤差が発生します。実積算値の誤差はグラフ１に示すように電源断時間＋最大1 時間分の積算流量となります。
・メモリー(EEPROM)の繰返し書込みによる寿命は約 10 万回（約 10 年）です。従ってこの期間を超えてご使用になると積算表示が不安定、積算値が保護されないなどの症状が発生します。
このため積算値はできるだけ外部カウンタ等で受信していただき本製品のカウント値はモニターとしてご使用することを推奨致します。
（本製品のカウント値と外部カウンタの値を比較対象にしないで下さい。
）
グラフ１．電源断発生時の積算値誤差
正常運転時
積算値保護

積算値保護

※1 電源断発生以前のカウント数（最大1時間分の積算流量）
積算値保護 電源断発生 電源復帰（積算再開点）
・本製品のカウント数は無効

電源断発生時

積算値保護

※1

※2

実積算値誤差1

13.5 標準設定データ

2

1

3

※2 電源断時間分の流量（本製品の表示、出力停止）
・外部カウンタ等の動作停止
※3

2

3

積算時間(h)

積算時間(h)※3 電源復帰以降（積算カウント再開）
・本製品,外部カウンタ等
動作再開

特にご指示のない場合、工場出荷時の設定は下表に示す通りです。
（オプション設定は除きます）
設定項目
ローカット設定
フィルタ設定ゼロ点調整可否選択
オートパワーOFF 要否選択
バックライト要否選択
電流出力4mA のオフセット調整
電流出力0%の表示設定
電流出力100%の表示設定
警報出力１（OUT1）表示値設定
警報出力１（OUT1）切断差設定
警報出力２（OUT2）表示値設定
警報出力２（OUT2）切断差設定
最大表示値に対する実差圧設定
表示値の小数点位置設定
最大表示値の設定

シンボル
LCO
FIL
ZER
AOF
LIG
A-0
A04
A20
O1S
O1D
O2S
O2D
URV
DEP
DUV

設定値
7（%）
4（sec）ENABLE（有効）INHIBIT（無効）ENABLE（有効）0
0（DUV の0%値）
100（DUV の100%値）（DUV の50%値）+10（%、上限警報動作）（DUV の50%値）-10（%、下限警報動作）
標準設定値なし
各製品毎に異なります（メーカ設定データ）

9

備 考
全形式該当
全形式該当
全形式該当
バッテリータイプのみ
電流出力タイプを除く
電流出力、警報出力タイプのみ
警報出力タイプのみ（ご指示のある場合は納入仕様書の設定値を参照ください）（積算パルス出力付加の場合O1S,O1D の設定はありません。
）
流量計との組み合わせで納入した場合、設定値の変更は行わないでください。
変更が必要な場合はお問い合わせください。

13.6 データ設定手順
13.6.1 バッテリータイプ

３秒以上押すと設定モードに入ります

測定モード
３秒以上または１０分間後に測定モードに戻ります。何れの設定項目からも戻ることができますが、自動復帰の場合、変更内容の更新は行われません。

（ 設定項目 ）（ LCD 表示 ） （ シンボル ） （ 選択項目 ）機器情報13.2 項参照

公称差圧レンジ、製品タイプ、ソフトVer. 情報が表示されます

ローカット設定

LCO

リニア測定の場合、非該当フィルタ設定FIL▲ ▼キーで０，２，４，８，１６，３２（sec）から選択

ゼロ点調整可否選択

ZER▲ ▼キーでENABLE（有効）、INHIBIT（無効）の何れかを選択

ｵｰﾄﾊﾟﾜｰ OFF 要否選択

AOF

積算機能選択の場合は非該当 ▲ ▼キーでENABLE（有効）、INHIBIT（無効）の何れかを選択

バックライト要否選択

LIG▲ ▼キーでENABLE（有効）、INHIBIT（無効）の何れかを選択

最小表示値実効差圧設定

LRV

流量（流速）測定の場合は非該当
対する実効差圧を▲ ▼キーで設定

最大表示値実効差圧設定

URV

最大表示値に対する実効差圧を▲ ▼キーで設定

表示小数点位置設定

DEP

表示値の小数点位置を▲ ▼キーで「０」
，
「０．１」
，
「０．０２」，「０．００３」の中からから選択

最小表示値設定

DLV

流量（流速）測定の場合は非該当▲ ▼キーで小数点を除く最小表示値を、小数点以下を含む有効桁数で設定する

最大表示値設定

DUV▲ ▼キーで小数点を除く最大表示値を、小数点以下を含む有効桁数で設定する

積算率設定

INV

流量（流速）測定の場合で積算機能選択の場合のみ該当 ▲ ▼キーで表示の“１”に対する積算率を「1」「0.1」「0.01」「0.001」「0.0001」から選択

積算時間単位設定

INT

流量（流速）測定の場合で積算機能選択の場合のみ該当 ▲ ▼キーで表示の時間単位を「sec」「min」「hour」「day」から選択

先頭行へ戻る10▲ ▼キーで０または７～３０（％）を選択

リニア測定の場合、最小表示値に

13.6.2 電流出力タイプ
３秒以上押すと設定モードに入ります

測定モード
３秒以上または１０分間後に測定モードに戻ります。何れの設定項目からも戻ることができますが、自動復帰の場合、変更内容の更新は行われません。

（ 設定項目 ）（ LCD 表示 ） （ シンボル ） （ 選択項目 ）13.2 項参照

公称差圧レンジ、製品タイプ、ソフトVer. 情報が表示されます

ローカット設定

LCO

リニア測定の場合、非該当フィルタ設定FIL▲ ▼キーで０，２，４，８，１６，３２（sec）から選択

ゼロ点調整可否選択

ZER▲ ▼キーでENABLE（有効）、INHIBIT（無効）の何れかを選択

４mA のｵﾌｾｯﾄ調整

A-0

電流出力０％（４mA）の微調整機能 「－１０～１０」の範囲を▲ ▼キーで設定、１カウント当たり0.15%F.S.のオフセット量が調整可能

電流出力０％の表示値設定

A04

電流出力の0%（４mA）に相当する表示値を▲ ▼キーにて表示フルスケールの0.0～100.0%の範囲で設定

電流出力100％の表示値設定

A20

電流出力の100%（20mA）に相当する表示値を▲ ▼キーにて表示フルスケールの0.0～100.0%の範囲で設定

最小表示値実効差圧設定

LRV

流量（流速）測定の場合は非該当
対する実効差圧を▲ ▼キーで設定

最大表示値実効差圧設定

URV

最大表示値に対する実効差圧を▲ ▼キーで設定

表示小数点位置設定

DEP

表示値の小数点位置を▲ ▼キーで「０」
，
「０．１」
，
「０．０２」，「０．００３」の中からから選択

最小表示値設定

DLV

流量（流速）測定の場合は非該当▲ ▼キーで小数点を除く最小表示値を、小数点以下を含む有効桁数で設定する

最大表示値設定

DUV▲ ▼キーで小数点を除く最大表示値を、小数点以下を含む有効桁数で設定する

ループチェック

TES

実際の差圧に関係なく▲ ▼キーで表示値を任意に変化させ、これに連動する出力を得ることができます。

積算率設定

INV

流量（流速）測定の場合で積算機能選択の場合のみ該当 ▲ ▼キーで表示の“１”に対する積算率を「1」「0.1」「0.01」「0.001」「0.0001」から選択

積算時間単位設定

INT

流量（流速）測定の場合で積算機能選択の場合のみ該当 ▲ ▼キーで表示の時間単位を「sec」「min」「hour」「day」から選択

機器情報

先頭行へ戻る11▲ ▼キーで０または７～３０（％）を選択

リニア測定の場合、最小表示値に

13.6.3 警報出力タイプ

３秒以上押すと設定モードに入ります

測定モード
３秒以上または１０分間後に測定モードに戻ります。何れの設定項目からも戻ることができますが、自動復帰の場合、変更内容の更新は行われません。

（ 設定項目 ）（ LCD 表示 ） （ シンボル ） （ 選択項目 ）13.2 項参照

公称差圧レンジ、製品タイプ、ソフトVer. 情報が表示されます

ローカット設定

LCO

リニア測定の場合、非該当フィルタ設定FIL▲ ▼キーで０，２，４，８，１６，３２（sec）から選択

ゼロ点調整可否選択

ZER▲ ▼キーでENABLE（有効）、INHIBIT（無効）の何れかを選択

バックライト要否選択

LIG▲ ▼キーでENABLE（有効）、INHIBIT（無効）の何れかを選択

４mA のｵﾌｾｯﾄ調整

A-0

電流出力機能を選択の場合のみ該当
電流出力０％（４mA）の微調整機能 「－１０～１０」の範囲を▲ ▼キーで設定、１カウント当たり0.15%F.S.のオフセット量が調整可能

電流出力０％の表示値設定

A04

電流出力機能を選択の場合のみ該当
電流出力の0%（４mA）に相当する表示値を▲ ▼キーにて表示フルスケールの0.0～100.0%の範囲で設定

電流出力100％の表示値設定

A20

電流出力機能を選択の場合のみ該当
電流出力の100%（20mA）に相当する表示値を▲ ▼キーにて表示フルスケールの0.0～100.0%の範囲で設定

警報出力１設定 ON

O1S

警報出力機能を選択の場合のみ該当（積算パルス出力付加の場合は非該当）
スケーリング表示値に対応する警報出力をONとする値を-1999～1999の範囲で設定、小数点を無視した有効桁を ▲ ▼キーで設定する

警報出力１切断差設定

O1D

警報出力機能を選択の場合のみ該当（積算パルス出力付加の場合は非該当）
警報出力をOFF とする幅を設定値からの差として-1999～1999 の範囲で設定
ON 点同様に少数点を無視した有効桁を▲ ▼キーで設定
プラス（＋）の場合は上限警報、マイナス（－）の場合は下限警報として動作

警報出力２設定 ON

O2S

警報出力機能を選択の場合のみ該当
スケーリング表示値に対応する警報出力をONとする値を-1999～1999の範囲で設定、小数点を無視した有効桁を ▲ ▼キーで設定する

O2D

警報出力機能を選択の場合のみ該当
警報出力をOFF とする幅を設定値からの差として-1999～1999 の範囲で設定
ON 点同様に少数点を無視した有効桁を▲ ▼キーで設定
プラス（＋）の場合は上限警報、マイナス（－）の場合は下限警報として動作

機器情報

警報出力２切断差設定

次ページに続く▲ ▼キーで０または７～３０（％）を選択

注記
積算パルス出力を付加した場合、12内の設定項目はありません設定手順 警報出力タイプ 前ページより続く（ 設定項目 ）（ LCD 表示 ） （ シンボル ） （ 選択項目 ）最小表示値実効差圧設定

LRV

流量（流速）測定の場合は非該当
対する実効差圧を▲ ▼キーで設定

最大表示値実効差圧設定

URV

最大表示値に対する実効差圧を▲ ▼キーで設定

表示小数点位置設定

DEP

表示値の小数点位置を▲ ▼キーで「０」
，
「０．１」
，
「０．０２」，「０．００３」の中からから選択

最小表示値設定

DLV

流量（流速）測定の場合は非該当▲ ▼キーで小数点を除く最小表示値を、小数点以下を含む有効桁数で設定する

最大表示値設定

DUV▲ ▼キーで小数点を除く最大表示値を、小数点以下を含む有効桁数で設定する

ループチェック

TES

実際の差圧に関係なく▲ ▼キーで表示値を任意に変化させ、これに連動する出力を得ることができます。

積算率設定

INV

流量（流速）測定の場合で積算機能選択の場合のみ該当 ▲ ▼キーで表示の“１”に対する積算率を「1」「0.1」「0.01」「0.001」「0.0001」から選択

積算時間単位設定

INT

流量（流速）測定の場合で積算機能選択の場合のみ該当 ▲ ▼キーで表示の時間単位を「sec」「min」「hour」「day」から選択

先頭行に戻る13

リニア測定の場合、最小表示値に

14. 形式コード
DT

差圧レンジ

□□

形式コード
□ □ －A

内 容

/ □□□

01

1 kPa

02

2 kPa

05

5 kPa

10

10 kPa20

20 kPa50タイプ

50 kPaバッテリータイプ

電池駆動

5電流出力タイプ

2 線式4-20mA

6

警報出力タイプ

警報2 点（又は警報1 点+積算パルス1 点）＋4-20mA 出力

バージョン
オプション1 [プロセス接続]

オプション2 [表示]オプション3 [特殊オプション]

特殊仕様

最大差圧レンジ4

種 別

オプション4 [その他]

備 考L

圧力導入口上側G

圧力導入口下側－A

圧力導入口の向きは組み替え可能バージョン記号/ DTN

1/4NPT 接続（均圧弁内蔵）/ VFF

54mm ポート接続/ DS1

差圧表示(kPa)および流量表示/ TLZ 注

差圧表示(kPa)、流量表示および流量積算表示/ PUL 注

差圧表示(kPa)、流量表示および流量積算表示+パルス出力/ DS2

差圧表示(kPa)およびスケーリング(流量)表示2 点/ DS3

差圧表示(kPa)およびスケーリング(流量)表示3 点/ DS4

差圧表示(kPa)およびスケーリング(流量)表示4 点/ LRZ

表示および出力のリニアライズ補正/ HGC

いずれか一つを選択可

いずれか一つを選択可

いずれか一つを選択可

表示部保護カバー付属
(空欄)

なし

／Z

あり

注：オプションコード｢/TLZ｣,｢/PUL｣は流量計(HDT1000,CDT1000 シリーズ)検出部と組合せ時に適用となります。
また、
オプションコード｢/PUL｣は警報出力タイプ(DT□□6□-A)のみに付加可能となり、流量積算表示とパルス出力はセットとなります。
（流量積算表示なしでパルス出力のみの設定はできません）

14

■ サービスネット
製品の不具合などの際は弊社営業担当か、弊社営業所までご連絡ください。
営業所については弊社ホームページをご覧ください。

■ 製品保証弊社ホームページをご覧ください。

All right Reserved Copyright © 2017 TOKYO KEISO CO., LTD.
本書からの無断の複製はかたくお断りします。