動ひずみ測定器
ストレンアンプ

ACブリッジ方式：AS3503 / AS3603 / AS3703 / AS3803 / AS3903
DCブリッジ方式：AS2503 / AS2603

優れた基 本性能に新機 能を搭載！
より正確で、より確 実な計 測を実 現します！

新 AS3000 シリーズは、従来機の優れた性能を継承し、当社独自のブリッジチェック機能、線長補正機能、耐ノイズ設計に加え、新たにオートレンジ機能、E 端子切替機能を搭載し、計測準備時間の短縮と高精度・高品
質なひずみ計測を可能にしたストレンアンプです。従来機との互換性を維持しつつ、操作性を大幅に改善、各機能の設定も簡便になり、使いやすくなりました。耐ノイズタイプを含む、応答周波数５kHz の 2 機種を追加し、5 機種をラインナップしました。

■ACブリッジ方式・汎用タイプ

AS3503 / AS3603 / AS3703
入出力間・電源系を絶縁！
確かな品質でひずみ計測をサポート！

AS3503/AS3603/AS3703 は、高感度、高安定、低雑音など、
ひずみゲージを用いた測定に適した AC ストレンアンプです。
AS3603 は応答性：DC ～ 2kHz、AS3503 は応答性：DC ～ 5kHz、AS3703 は応答性：DC ～ 10kHz、いずれも高安定で低雑音な製品です。バランス回路に容量分自動除去機能を搭載し、常に、容量バ

ランスを調整できます。

特長

●高感度
【AS3603】

感度± 200 × 10 ひずみ入力で± 10V 出力（BV=2V 時）
-6

●高応答

● 操作性に優れた各種機能を搭載

ワンタッチ（ボタンひとつ）でブリッジチェック、線長補正、
オートレンジ、オートバランスが可能。

●厳しい温度条件でも動作可能

DC ～ 5kHz【AS3503】
DC ～ 10kHz【AS3703】

温度安定度（零点）：± 0.1 × 10-6 ひずみ / ℃以内
温度安定度（感度）：± 0.02％ / ℃以内：-10℃～ 50℃
使用温度範囲■ACブリッジ方式・耐ノイズタイプ AS3803 / AS3903

入出力間・電源系を絶縁！
耐ノイズ設計により環境の厳しい現場に！

AS3803/AS3903 は、入出力間・電源系をそれぞれアイソレーショ

ンしているとともに、同相ノイズ除去に優れた耐ノイズ対策回路を搭載しています。その結果、動力線、強電機器などによる同相電圧や、サイリスタやパワートランジスタの開閉時に発生するノイズの影響を低減し、ノイズの混入し易い環境下でも SN 比の高い出力を得ることが可能です。重電機器、鉄鋼、重工業、プラントを始め、鉄道

特長

●高感度
【AS3803】

車輌などの同相ノイズが懸念される現場に適しています。

感度± 200 × 10-6 ひずみ入力で± 10V 出力（BV=2V 時）●高応答

DC ～ 5kHz【AS3903】●耐ノイズ設計

当社独自の同相ノイズ除去に強い回路方式を採用。

2● 操作性に優れた各種機能を搭載

ワンタッチ（ボタンひとつ）でブリッジチェック、線長補正、オートレンジ、
オートバランスが可能。

●厳しい温度条件でも動作可能

温度安定度（零点）：± 0.1 × 10-6 ひずみ / ℃以内：-10℃～ 50℃
使用温度範囲動ひずみ測定器

ストレンアンプ

AS3000/2000 シリーズ

■DCブリッジ方式・広帯域タイプ AS2503 / アイソレーションタイプAS2603
優れた非直線性と高い応答周波数！
高精度な DC ストレンアンプ！

AS2000 シリーズは、ひずみゲージ式変換器（荷重、圧力、トルク、加速度等）による高精度計測に適しています。ブリッジ電源にはDC2V ～ 10V の定電圧電源を用い、電圧感度も高く、非直線性にも優れているため、多種・多様なひずみゲージ式変換器を使用して、高精度な計測が可能です。

【AS2503】を実現しているため、
また、高い応答周波数DC～500kHz

特長

衝撃等の高速なひずみ測定も可能です。

●広帯域●システム用途に最適な入出力アイソレーション【AS2603】●高入力インピーダンス、優れた非直線性●各種フィルタを搭載（ハイパス/ローパスフィルタ）

応答周波数 DC ～ 500kHz【AS2503】

入出力、電源間にアイソレーション回路を採用。

入力インピーダンス 10 ＭΩ、非直線性± 0.01％ /FS を確保。
抵抗値の高い変換器でも高精度な測定が可能。【AS2503】 ●電圧アンプとして使用可能●誤操作防止各設定キーをロック可能（ＣＡＬ印加以外）■機能■ブリッジチェック機能「ブリッジチェック機能」は、ブリッジ各辺の断線、短絡やケーブルの断線を自動検出することが可能です。

断線、短絡箇所を簡単に検知できるため、計測準備時間の短縮や入力部のトラブル対策に役立ちます。

最大利得 10,000 倍【AS2503】、5,000 倍【AS2603】の高精度電圧アンプとして使用可能。

■線長補正機能

ブリッジ回路とアンプの距離が長い場合、ケーブルの導体抵抗によりブリッジ電圧が低下します。従来 6 芯ケー

ブルでのリモートセンシングや数値設定（ケーブル長、線径等）による補正を行っていました。
（AC ストレンア）本
ンプでは、6 芯でのリモートセンスは不可能でした。

シリーズでは、独自の自動補正回路の採用により、４芯ケーブルでもブリッジ電圧の電圧降下を補正し、高精度なひずみ測定が可能になります。

■オートレンジ機能【AS3000 シリーズ】｢ オートレンジ機能 ｣は、内部校正器に設定した校正値が印加されたとき、指定の出力電圧となるように測定範囲を自動調整する機能です。出力電圧は、5V、8V、10Vが選択できます。ストレンアンプの仕組みに不慣れな方でも簡単に計測準備が行えます。

■ E 端子切替機能【AS3000 シリーズ】｢E 端子切替機能 ｣は、センサケーブルのシールド（E 端子）の電位をアンプの [ 入力 COM ] か [ GND ] に切り替えるス
イッチを使用し、センサ・ブリッジ部の設置環境に合わせたシールド対策を行うものです。変換器等のシャーシにＥ端子が接続されていない場合は、スイッチを [入力 COM ]にすることによりシールド効果を高め、ノイズの混入を低減できます。

3

■表示部と操作ツマミと背面● ブリッジ電圧表示● レベルメータ（ＯＵＴＰＵＴ1モニタ用）

高応答（100Hz）のモニタリングが可能
スケールオーバー時は点滅警告（両端 LED 点滅）● 同期切替スイッチ● 入力コネクタ【AS3000 シリーズ】

ブリッジボックス、変換器のプラグを接続します。

A F
B G E
C D

● デジタルモニタ（ＯＵＴＰＵＴ2 モニタ用）

簡易指示形として活用可能（ＡＤＪにてスケーリング可能）● オートバランス（ブリッジチェック～線長補正～

入力 COM・ワンタッチで入力系全体の診断、設定が可能
・ブリッジ部の接続確認、線長補正、CAL 設定値印可時、指定出力電圧となるレンジに設定後、オートバランスを実行
・計測準備時間の短縮や断線トラブル対策等、計測の省力化を大きく推進します。

GND

-BV

D

+入力

E

シールド

シャーシ

● ブリッジ電源切替スイッチ● SELECT ツマミ【AS3000 シリーズ】：AC2V、0.5V

長押し：｢CAL 設定モード｣と｢FNC 設定モード｣の切り替え【AS3000 シリーズ】
回す ：設定値の変更【AS2000 シリーズ】：DC2V、3V、5V、9V、10V

AS2000 シリーズは、ロータリースイッチ

押し ：設定値の桁移動● デュアル出力● CAL/FNC 設定値表示

・ＯＵＴＰＵＴ１ ±10V ±5mA
・ＯＵＴＰＵＴ２ ±10V ±10mA( 出力調整可能 )CAL 設定値 (με) 表示／ FNC 機能設定値表示● 出力電圧調整（OUTPUT2 用）

出力電圧を１倍～ 1/10 倍まで連続可変● インタフェースコネクタ● ローパスフィルタ／ハイパスフィルタ( オートバランス、CAL 印加コントロール、DC 電源入力、同期信号接続【AS3000 シリーズ】)● CAL 印加スイッチ■ストレンアンプの選定

ＡＣストレンアンプ（交流ブリッジ方式）

ＤＣストレンアンプ（直流ブリッジ方式）

1．各種ひずみゲージ
1．荷重・圧力・変位・加速度・トルク等ひずみゲージ式変換器
2．荷重・圧力・変位・加速度・トルク（ひずみゲージ式変換器）
2．各種ひずみゲージ（衝撃ひずみ）
直流ブリッジ方式のDCストレンアンプと比べて S/N 比が良く、高感度が得ら 交流ブリッジ方式のACストレンアンプと比べて優れた非直線性と高い応答周

推奨するセンサ

れます。交流増幅器のため、大きな雑音源となる商用電源周波数を増幅帯 波数が得られます。主に、ひずみゲージ式変換器と組み合わせて使用します。
域内に含まないので外来雑音に非常に強くなっています。特に、ひずみゲー また、電圧アンプとしての使用も可能です。
ジの様な平行線で引き出されているセンサには有効なアンプです。
〇
×
〇
×
×
〇
×
〇

特長
雑音
感度
非直線性
応答周波数

汎用・低帯域タイプ
電圧

周波数

主な仕様

電圧感度
応答周波数

感度安定度

零点安定度

非直線性
雑音

長

ひずみゲージによる測定

サージ電圧が懸念される現場でのひずみ測定

ブリッジ部接続確認

AS3603

ＡＣストレンアンプ（アイソレーション）

汎用・中帯域タイプ

AS3503

汎用・広帯域タイプ

AS3703

耐ノイズ・低帯域タイプ

AS3803直流増幅器としての使用

AS3903ＤＣストレンアンプ

広帯域タイプアイソレーションタイプ

AS2503

AS2603（入力換算値）（入力換算値）（入力換算値）（入力換算値）（入力換算値）（入力換算値）（入力換算値）W/B、RANGE=200、
W/B、RANGE=500、
W/B、RANGE=500、
W/B、RANGE=200、
W/B、RANGE=500、
W/B、RANGE＝1k､
W/B、RANGE＝ 2 k､FINE=ｘ1、BV=2Vの場合 FINE=ｘ1、BV=2Vの場合 FINE=ｘ1、BV=2Vの場合 FINE=ｘ1、BV=2Vの場合 FINE=ｘ1、BV=2Vの場合 FINE=ｘ1、BV=2V の場合 FINE=ｘ1、BV=2V の場合・本装置は電圧感度が高 ・本装置は電圧感度が高 ・本装置は電圧感度が高 ・本装置は電圧感度が高 ・本装置は電圧感度が高 ・応答周波数が高いため ・入出力アイソレーション
いため ひずみゲージを いため ひずみゲージを いため ひずみゲージを いため ひずみゲージを いため ひずみゲージを 衝撃的なひずみ計測に により、接地間電位差の使 用した微小な応力測 使 用した微小な応力測 使 用した微小な応力測 使 用した微小な応力測 使 用した微小な応力測 適している。応答周波数 高い場所のひずみ測定、が高い小型変換器での 高 精 度 な計 測システム
定に有効。
定に有効。
定に有効。
定に有効。
定に有効。
にも適している。
・入出力アイソレーション ・入出力アイソレーション ・入出力アイソレーション ・入出力アイソレーション ・入出力アイソレーション 測定にも有効。
により、接地間電位差の により、接地間電位差の により、接地間電位差の により、接地間電位差の により、接地間電位差の ・DC ストレンアンプとして ・応答周波数が高いため高い場所のひずみ測定 高い場所のひずみ測定 高い場所のひずみ測定 高い場所のひずみ測定 高い場所のひずみ測定 は電圧感度が高く、ブリッ 衝撃的なひずみ計測、応
にも有効。
にも有効。
にも有効。
にも有効。
にも有効。
ジ電圧も高く設定できる 答周波数が高い小型変・特に低速で高精度な微 ・応 答周波 数 5kHz のた ・応答周波数が 10kHzと ・独自の耐ノイズ設計によ ・独自の耐ノイズ設計によ ので、低 感 度 なひずみ 換器での測定にも有効。
小応力測定に適してい め、比較的高速な応力 高いため、高速な応力 り、同相ノイズを低減し り、同相ノイズを低減し 式変換器でも高精度な ・ブリッジ電圧も高く設定る。
測定に適している。
測定に適している。
測定環 境による雑音を 測定環 境による雑音を 計測が可能。
できるので、多種、多様抑えた高精度な微小応 抑えた高 精度、高応 答 ・非直線性が、優れている。 なひずみ式 変 換 器で高力測定に適している。
な測定に適している。
精度な計測が可能。
◎

〇

〇

◎

〇

〇

◎

ブリッジチェック機能により、ケーブルの断線、ゲージ各辺の断線、短絡箇所を判定可能。

測定点と測定器の距離が長い場合 線長補正機能により、ブリッジ電圧の電圧降下を補正することにより、高精度な測定が可能。
衝撃的なひずみ測定

耐ノイズ・中帯域タイプ

AC 0.5V、AC 2V
DC 2､3 ､5 ､9､10V
5kHz 正弦波
12.5kHz 正弦波
25kHz 正弦波
5kHz 正弦波
12.5kHz 正弦波-6-6± 200 ×10 ひずみにて ± 500 ×10 ひずみにて ± 500 ×10 -6 ひずみにて± 200 ×10 -6 ひずみにて ± 500 ×10 -6 ひずみにて ± 1,000×10 -6 ひずみにて ± 2,000×10 -6 ひずみにて±10Ｖ出力±10Ｖ出力±10Ｖ出力±10Ｖ出力±10Ｖ出力±10V 出力±10V 出力（RANGE=200､（RANGE=500､（RANGE=500､（RANGE=200､（RANGE=500､（RANGE＝1k､（RANGE＝ 2k､FINE=ｘ1、BV=2Vの場合） FINE=ｘ1、BV=2Vの場合） FINE=ｘ1、BV=2Vの場合） FINE=ｘ1、BV=2Vの場合） FINE=ｘ1、BV=2Vの場合） FINE なし、BV=2Vの場合） FINE なし、BV=2Vの場合）
DC ～ 2kHz ± 10％
DC ～ 5kHz ± 10％
DC ～ 10kHz ± 10％ DC ～ 2kHz ± 10％
DC ～ 5kHz ± 10％
DC ～ 500kHz +1,-3dB DC ～ 100kHz +1,-3dB± 0.02％ / ℃以内± 0.02％ / ℃以内± 0.02％ / ℃以内± 0.05％ / ℃以内± 0.05％ / ℃以内± 0.01％ / ℃以内± 0.01％ / ℃以内± 0.1× 10 － 6 ひずみ / ℃以内± 1× 10 － 6 ひずみ / ℃以内± 0.1％ /FS± 0.1％ /FS± 0.2％ /FS± 0.1％ /FS± 0.1％ /FS± 0.01%/FS 以内± 0.05%/FS 以内
2.0×10－ 6 ひずみ p-p
5.0×10－ 6 ひずみ p-p
7.0×10－ 6 ひずみ p-p
2.0×10－ 6 ひずみ p-p
5.0×10－ 6 ひずみ p-p
80×10－ 6 ひずみ p-p
50×10－ 6 ひずみ p-p

ひずみゲージ式変換器による測定

4-入力● E 端子切替機能【AS3000 シリーズ】

CAL 設定モード：点灯／ FNC 設定モード：消灯

特+BV

変換器等のシャーシは、製品によりE端子に接続されてる場合と接続されていない場合があります。

● 設定モード状態（με）LED【AS3000 シリーズ】

ブリッジ電源C

E-SW● レンジ設定

種類
タイプ
型名

B

入力 COM/GND の切替

オートレンジ～オートバランス）

ブリッジ電源方式

A××◎：最適、〇：適当、△：あまり適していない、×：不適当、 BV：ブリッジ電源電圧。

◎

◎

△

◎

◎

動ひずみ測定器■計測ブロック

ひずみゲージ＋ストレンアンプ

AS3000/2000 シリーズ

ブリッジボックス

収録・解析装置

同期ケーブル AS��-���
リモート制御ケーブル
AS��-���-���

ひずみゲージ式変換器

入力ケーブル

出力ケーブルA/D 変換器＋PC

微小電圧

ベンチトップケース

AS16-104（4 ユニット用）／AS16-105（6 ユニット用）／AS16-106（ 8 ユニット用）

ブリッジボックス

5370A（120 Ω）、5373A（350 Ω）

ラックマウントケース AS16-107（ 8 ユニット用）

信号ケーブル AS30-503（金属 BNC ⇔ ミノ虫（＋…赤、－…黒）、長さ 2m）

ユニット台 43721

信号ケーブル AS30-504（金属 BNC ⇔ 金属 BNC、長さ 2m）

プラグ

同期ケーブル AS30-505（D-Sub・9pin・オス⇔ D-sub・9pin・オス、長さ 1.8m）

リモート制御ケーブル AS30-506-250（D-Sub・9pin・オス⇔バラ線（5 線）、長さ 2.5m）

プラグ

中継ケーブル AS30-501-xxx（Φ 9.6mm、4 芯シールド、長さ xxx= 1、2、5、10、15、20、25mあり）

プラグ

ジャック

直流電源ケーブル AS30-508
直流電源ケーブル AS30-507（ベンチトップケース、ラックマウントケース用）（アンプ単体用）（Φ 9.6mm、4 芯シールド、長さ xxx= 1、2、5、10、15、20、25mあり） （D-sub・9pin・オス⇔バラ線（ 2 線＋シールド）、長さ2m） （丸形コネクタ
（メス）
⇔バラ線
（ 2 線＋シールド）、長さ2.5m）
延長ケーブル AS30-502-xxx

5

■仕様

交流ブリッジ方式タイプ
項目

耐ノイズ性能AS3603

AS3503

AS3703ー

チャネル数

ブリッジ電源（BV）

60 ～ 1,000 Ω
2.00

電圧

周波数 5kHz 正弦波

同期入出力信号（OSC）

E端子接続切替機能機能
ブリッジチェック
（BRC）

12.5kHz 正弦波

AC0.5V、AC2V

25kHz 正弦波

AC2.5V

5kHz 正弦波

12.5kHz 正弦波

シールド線電位切替スイッチ（E-SW）により、入力ケーブルの E 端子（シールド線）の電位を入力コモン（COM）または、
GND （保護素子経由で筐体の接地電位）に接続切替可能。

ブリッジ抵抗 120 Ω以上の入力ブリッジ回路の断線、短絡および入力ケーブルの断線を検出して結果をＬＥＤ表示。
FNC 設定により機能の ON/OFF 可能。

線長補正（CLC）機能

ブリッジ回路（ブリッジ抵抗 120 Ω以上）までのケーブル長によるブリッジ電源の電圧降下を自動補正。FNC 設定により機能の ON/OFF 可能。

平衡調整精度± 1.0 × 10 -6 ひずみ以内± 1.0 × 10 -6 ひずみ以内± 0.4 × 10 -6 ひずみ以内± 1.0 × 10 -6 ひずみ以内± 0.4 × 10 -6 ひずみ以内（RANGE=200､FINE=ｘ1、（RANGE=500､FINE=ｘ1、（RANGE=500､FINE=ｘ1、（RANGE=200､FINE=ｘ1、（RANGE=500､FINE=ｘ1、
BV=2V）
BV=2V）
BV=2V）
BV=2V）
BV=2V）

平衡調整範囲（オートバランス）

抵抗値偏差：± 2％（± 10,000 × 10 -6 ひずみ）
、容量不平衡：約 2,000ｐＦ± 500,000 × 10 -6 ひずみ± 500,000 × 10 -6 ひずみ± 200,000 × 10 -6 ひずみ± 500,000 × 10 -6 ひずみ± 200,000 × 10 -6 ひずみ（RANGE=20k、（RANGE=50k、（RANGE=50k、（RANGE=20k、（RANGE=50k、FINE=ｘ2.5、BV=0.5V） FINE=ｘ2.5、BV=0.5V） FINE=ｘ2.5、BV=0.5V） FINE=ｘ2.5、BV=0.5V） FINE=ｘ2.5、BV=0.5V）

最大入力範囲± 200 × 10 -6 ひずみにて± 500 × 10 -6 ひずみにて± 500 × 10 -6 ひずみにて± 200 × 10 -6 ひずみにて± 500 ×10 -6 ひずみにて± 10± 10Ｖ出力± 10Ｖ出力± 10Ｖ出力± 10Ｖ出力
Ｖ出力（RANGE=200､FINE=ｘ1、（RANGE=500､FINE=ｘ1、（RANGE=500､FINE=ｘ1、（RANGE=200､FINE=ｘ1、（RANGE=500､FINE=ｘ1、
BV=2V）
BV=2V）
BV=2V）
BV=2V）
BV=2V）

電圧感度
測定範囲（RANGE）
測定範囲微調整（FINE）

内部校正器（+CAL、-CAL）

オートレンジ（ARG）機能
非直線性

200、500、1k、2k、5k、
200、500、1k、2k、5k、
500、1k、2k、5k、10k、
500、1k、2k、5k、10k、
500、1k、2k、5k、10k、10k、20k（ｘ10 -6 ひ ず み × 20k、50k（ｘ10 -6 ひ ず み × 20k、50k（ｘ10 -6 ひ ず み × 10k、20k（ｘ10 -6 ひ ず み × 20k、50k（ｘ10 -6 ひ ず み ×
2/BV 値）、OFF
2/BV 値）
2/BV 値）
2/BV 値）
2/BV 値）
、OFF
、OFF
、OFF
、OFF
FINE ツマミにて RANGE 間を連続可変。変化量を 2 段階に可変。

校正値範囲：± 1 ～ 9,999 × 10 -6 ひずみ、校正値精度：±（0.5％ rdg ＋ 0.5 × 10 -6 ひずみ）

内部校正器に設定された校正値を印加した時の出力電圧が指定値となるように、RANGE と FINE を自動調整。

FNC 設定により出力電圧値（OFF、5V、8V、10V）を指定可能。
± 0.1％ of RANGE± 0.1％ of RANGE

ローパスフィルタ
（LPF）

雑音
出力電圧

感度

ＤＣ ～ 2kHz ± 10％± 0.1％ of RANGE

カットオフ周 波 数：10、30、カットオフ周 波 数：10、30、カットオフ周 波 数：10、30、カットオフ周 波 数：10、30、カットオフ周 波 数：10、30、100、300、500Hz、4 次バター 100、500、3kHz、4 次バター 100、500、3kHz、4 次バター 100、300、500Hz、4 次バター 100、500、3kHz、4 次バター
ワース型（カットオフ周波数にて ワース型（カットオフ周波数にて ワース型（カットオフ周波数にて ワース型（カットオフ周波数にて ワース型（カットオフ周波数にて-3dB、降下特性 -24dB/oct）-3dB、降下特性 -24dB/oct）-3dB、降下特性 -24dB/oct）-3dB、降下特性 -24dB/oct）-3dB、降下特性 -24dB/oct）

零点

ＤＣ ～ 10kHz ± 10％± 0.1％ of RANGE

ＤＣ ～ 2kHz ± 10％

温度安定度

ＤＣ ～ 5kHz ± 10％± 0.2％ of RANGE

周波数特性（W/B）

ハイパスフィルタ
（HPF）

カットオフ周波数：0.5Hz、2 次バターワース型（カットオフ周波数にて-3dB、降下特性 -12dB/oct）± 0.02％ / ℃以内、± 0.2％ /24h 以内

2.0 × 10 -6 ひずみ p-p 入力

ＤＣ ～ 5kHz ± 10％± 0.05％ / ℃以内、± 0.2％ /24h 以内± 0.1 × 10 -6 ひずみ / ℃以内、± 0.5 × 10-6 ひずみ /24h 以内

5.0 × 10 -6 ひずみ p-p 入力 7.0 × 10 -6 ひずみ p-p 入力 2.0 × 10 -6 ひずみ p-p 入力 5.0 × 10 -6 ひずみ p-p 入力
換算
換算
換算
換算
換算
（W/B、RANGE=200、（W/B、RANGE=500、（W/B、RANGE=500、（W/B、RANGE=200、（W/B、RANGE=500、FINE= ｘ 1、BV=2V、120 Ω FINE= ｘ 1、BV=2V、120 Ω FINE= ｘ 1、BV=2V、120 Ω FINE= ｘ 1、BV=2V、120 Ω FINE= ｘ 1、BV=2V、120 Ω
ブリッジにて）ブリッジにて）ブリッジにて）ブリッジにて）ブリッジにて）OUTPUT1 ± 10V ± 5mA （2k Ω負荷以上）、OUTPUT2 ± 10V ± 10mA （1k Ω負荷以上）、出力抵抗 0.5 Ω以下、容量負荷 0.1 μ F まで動作

出力調整

・ゼロ調整：R-FINE により、OUTPUT１，
２共通で±約 1V・振幅調整：OUTPUT2 ADJ により（単独に 1 ～ 1 ／ 10 まで連続可変）

デジタル表示4 1/2 桁デジタル表示、OUTPUT2 モニタ用、OUTPUT2 ADJ にてスケーリング可能。FNC 設定により小数点位置が変更可能。
確度：± 0.05%rdg ± 1 カウント以内

レベル表示

キーロック機能
リモート機能設定値の保存
耐振性
耐電圧
ＡＣ電源

ＤＣ電源

使用温度湿度範囲

保存温度湿度範囲

外形寸法

6AS3903

入力ノイズ対策回路採用

1チャネル / ユニット

ブリッジ抵抗ゲージ率

AS3803質量17ドット LED 表示、OUTPUT1 モニタ用、約± 100mV 以内で中央の緑色 LED 点灯、約± 10.5Ｖ以上で両端の LED 点滅

キーロックボタンを約 1 秒間押す事により、操作パネルのキーロックON/OFF 可能。但し、校正値印加スイッチ（+CAL、-CAL）操作は対象外。

・背面インタフェースコネクタ：D-SUB・9P・メス、取付：#4-40 インチねじ
・外部信号により、+CAL および -CAL の入力、BAL 機能 [ ブリッジチェック（BRC）、線長補正（CLC）、オートレンジ（ARG）、オートバランス（抵抗バランス）]、
RANGE OFF、KEY LOCK のコントロールが可能
フラッシュメモリへの保存

2
29.4m/s（
50Hz、XYZ 各 10 分間）および MIL-STD-810G-514.6 に準拠

・入力各端子（A,B,C,D,E）と出力、ケース間 ：AC1kV、1 分間
・AC 電源入力と入力、出力、ケース間 ：AC1.5kV、1 分間
・DC 電源入力と入力間 ：AC1kV、1 分間
・DC 電源入力と出力、ケース間 ：AC500V、1 分間

AC100 ～ 120V／ AC200 ～ 240V（底面、AC 電源電圧切替スイッチにて切替）、50/60Hz、
約 9VA（AC100V 時）／約 11VA（AC120V 時）／約 12VA（AC240V 時）
DC10 ～ 30V、6VA 以下-10℃～ +50℃、20 ～ 85％ RH 以内、但し結露がないこと-20℃～ +70℃、10 ～ 90％ RH 以内

H143 × W49.5 × D252 mm ※突起部除く
約 1.4kg動ひずみ測定器

直流ブリッジ方式タイプ

AS2503（広帯域タイプ）

1チャネル / ユニット

ブリッジ抵抗ゲージ率

49.5

校正値範囲 ± 1 ～ 9,999 × 10 -6 ひずみ、精度
rdg ＋ 0.5 × 10 -6 ひずみ）

±
（0.2％

± 0.05％ /FS 以内

周波数特性（W/B）

ＤＣ～ 500kHz ＋ 1、-3dB ＤＣ～ 100kHz ＋ 1、-3dB

ローパスフィルタ

カットオフ周波数：10、30、100、1k、30kHｚ
4 ポールベッセル型（フィルタ降下特性 -24dB/oct）

感度

雑音

出力電圧

出力調整

レベル表示

カットオフ周波数：0.5Hz
2 ポールベッセル型（フィルタ降下特性-12dB/oct）± 1×10 -6 ひずみ / ℃以内 ± 5 ×10 -6 ひずみ /24h 以内± 0.01％ / ℃以内± 0.05％ /24h 以内

80 ×10 -6 ひずみ p-p 入力

換算
換算（W/B、RANGE=1k､FINE=（W/B、RANGE=2k､FINE=
ｘ1、BV=2V、120 Ωブリッジ ｘ1、BV=2V、120 Ωブリッジにて）
にて）
20 ×10 -6 ひずみ p-p 入力
20 ×10 -6 ひずみ p-p 入力
換算（DC ～ 30kHz、換算（DC ～ 30kHz、
RANGE=1k､FINE=ｘ1、 RANGE=2k､FINE=ｘ1、
BV=2V、120 Ωブリッジにて） BV=2V、120 Ωブリッジにて）

OUTPUT1 ± 10V ± 5mA、OUTPUT2 ± 10V ± 10mA
OUTPUT2 ADJ（単独に 1 ～ 1/10 まで連続可変）

17ドット LED 表示、OUTPUT1 モニタ用、約± 100mV以内で中央の緑色 LED 点灯、約± 10.5 Ｖ以上で両端のLED 点滅4 1/2 桁デジタル表示、OUTPUT2 モニタ用、OUTPUT2ADJ にてスケーリング可能。

キーロック機能

キーロックボタンを1 秒間押す事によりキーロックON/OFF

設定値の保存
耐振性
耐電圧

ＡＣ電源

底面の設定スイッチにより小数点位置が変更可能。

背 面の I/F コネクタの機 能。+CAL および -CAL の入 力、BAL 機能 [ ブリッジチェック（BRC）、線長補正（CLC）、オー
トバランス（抵抗バランス）]、KEY LOCK
フラッシュメモリへの保存

2
29.4m/s（
50Hz、XYZ 各 10 分間）
および MIL-STD-810G-514.6 に準拠

・入力各端子 (A,B,C,D,E)と出力、ケース間：AC1ｋV、1 分間【AS2603】
・AC 電源入力と入力、出力、ケース間：AC1.5kV、1分間【AS2503,AS2603】
・DC 電源入力と入力、出力、ケース間：AC500V、1 分間【AS2503】
・DC 電源入力と入力間：AC1kV、1 分間【AS2603】
・DC 電源入力と出力、ケース間：AC500V、1 分間【AS2603】

AC100 ～ 120V/AC200 ～ 240V （内部スイッチにて切替要）、50/60Hz、約 9VA（AC100V 時）/ 約 11VA（AC120V時）/ 約 12VA（AC240V 時）

ＤＣ電源ＤＣ10 ～ 30V、7VA 以下

保存温度湿度範囲-20℃～ +70℃、10 ～ 90％ RH 以内

使用温度湿度範囲

外形寸法
質量-10℃～ +50℃、20 ～ 85％ RH 以内、但し結露がないこと
H143 × W49.5 × D252 mm ※突起部除く
約 1.4kg

単位：mm(12.5)

49.5(12.5)

252

INPUT

23

OUTPUT2OUTPUT1

I

F

POWER

ベンチトップケース

品

名

型

A

名

Ａ

265

236

8CH ベンチトップケース AS16-106

365

336

465

436

6CH ベンチトップケース AS16-105

単位：mm

B

4CH ベンチトップケース AS16-104

B

50 ×10 -6 ひずみ p-p 入力

デジタル表示リモート機能AS2000390

2k 、5k 、10 k 、20 k 、5 0 k 、
1k、2k、5k、10k、20k、50k
100k（ｘ10 -6 ひずみ × 2/BV 値 ）、（ｘ10 -6 ひずみ× 2/BV 値）、
OFF
OFF± 0.01％ /FS 以内

温度安定度

(128)
(4)

± 250,000 × 10 -6 ひずみ（RANGE=100k､FINE=ｘ2.5、BV=2V）

901± 125,000 × 10 -6 ひずみ（RANGE=50k､FINE=ｘ2.5、BV=2V）

143± 2.0 × 10 -6 ひずみ以内± 1.0 × 10 -6 ひずみ以内（RANGE=1k､ FINE=ｘ1、（RANGE=2k､ FINE=ｘ1、
BV=2V）
BV=2V）

非直線性

零点

143

抵抗値偏差：± 2％（± 10,000 × 10 -6 ひずみ）

FINE ツマミにて RANGE 間を連続可変。変化量を 2 段階に可変可能。

ハイパスフィルタ

(12.5)

ブリッジ回路までのケーブル長によるブリッジ電源の電圧降下を自動補正。底面の設定スイッチにより機能 ON/OFF 可能。

測定範囲微調整（FINE）

内部校正器（+CAL、-CAL）

252

456

測定範囲（RANGE）(12.5)

DC2V、3V、5V、9V、10V± 2,000 × 10-6 ひずみにて± 1,000 × 10-6 ひずみにて± 10Ｖ出力± 10Ｖ出力（RANGE=1k､FINE=ｘ1、 （RANGE=2k､FINE=ｘ1、
BV=2V）
BV=2V）

電圧感度

単位：mm

AS3000

ブリッジ回路（120 Ω以上）の断線・短絡および入力ブリッジ回路までのケーブルの断線を検出し結果をＬＥＤ表示。底面の設定スイッチにより機能 ON/OFF 可能。

線長補正（CLC）機能

最大入力範囲AS30002.00

ブリッジチェック
（BRC）
機能

平衡調整精度

AS2603（アイソレーションタイプ）

60 ～ 1,000 Ω

ブリッジ電源平衡調整範囲（オートバランス）

外形寸法図

78

チャネル数

項目

ストレンアンプ

AS3000/2000 シリーズ

149
42 15

電圧アンプとしての仕様（ひずみと異なる項目のみ）

項目
入力インピーダンス
零調整範囲（オートバランス）

AS2503

AS2603

約 10M Ω＋約 10M Ω（直流にて）± 10mV（入力換算値）（BV=2V）オートバランス、微調整含む± 1 μ V（入力換算値）以内 ± 2 μ V（入力換算値）以内
平衡調整精度（RANGE=1k､FINE ｘ1、 （RANGE=2k､FINE ｘ1、
BV=2V）
BV=2V）± 250mV± 125mV
測定範囲（RANGE=50k､（RANGE=100k､FINE=ｘ 2.5、BV=2V）
FINE=ｘ 2.5、BV=2V）
ｘ10,000（RANGE=1k）、 ｘ5,000（RANGE=2k）、ｘ5,000（2k）、
ｘ 2,000（5k）、ｘ 2,000（5k）、
ｘ1,000（10k）、利得ｘ1,000
（10k）
、
ｘ500
（20k）
、ｘ500（20k）、ｘ200（50k）、
ｘ 200（50k）、FINE=ｘ1 ｘ100（100k）、FINE=ｘ1
利得精度± 0.1％
1k Ω平衡入力において
1k Ω平衡入力において同相分弁別比（CMRR）
70dB 以上（50、60Hz）
100dB 以上（50、60Hz）
最大許容入力電圧± 8VDC または AC ピーク
同相許容入力電圧± 5VDC または AC ピーク ± 300VDC または AC ピーク
設定値 ± 0.01 ～ 99.99mV
内部校正器（BV=2V 時は± 0.01 ～ 59.99mV）
精度 ±（0.2％ rdg ＋ 5 μ V）
非直線性
± 0.01％ /FS 以内± 0.05％ /FS 以内
零点± 1 μ V/ ℃以内 ± 5 μ V/24h 以内
温度安定度
感度± 0．01％ / ℃以内 ± 0.05％ /24h 以内
80 μ Vp-p 入力換算
50 μ Vp-p 入力換算
（W/B、RANGE=1k（W/B、RANGE=2k（ｘ10,000）､（ｘ5,000）､
FINE=ｘ1、BV=2V）
FINE=ｘ1、BV=2V）
雑音
20 μ Vp-p 入力換算
20 μ Vp-p 入力換算
（DC ～ 30kHz、（DC ～ 30kHz、
RANGE=1k､FINE=ｘ1、 RANGE=2k､FINE=ｘ1、
BV=2V）
BV=2V）

7

■価格

【本体】

品

名

AC ストレンアンプ
DC ストレンアンプ

AS3000 標準付属品
AS2000 標準付属品

型

AS3603
AS3503
AS3703
AS3803
AS3903
AS2503
AS2603

名

品目コード

規
格
汎用・低帯域、アイソレーションタイプ、DC ～ 2kHz（搬送波 5kHz）
汎用・中帯域、アイソレーションタイプ、DC ～ 5kHz（搬送波 12.5kHz）
汎用・広帯域、アイソレーションタイプ、DC ～ 10kHz（搬送波 25kHz）
耐ノイズ・低帯域、アイソレーションタイプ、DC ～ 2kHz（搬送波 5kHz）
耐ノイズ・中帯域、アイソレーションタイプ、DC ～ 5kHz（搬送波 12.5kHz）
広帯域タイプ、DC ～ 500kHz、定電圧方式
アイソレーションタイプ、DC ～ 100kHz、定電圧方式

AVAS3603
AVAS3503
AVAS3703
AVAS3803
AVAS3903
AVAS2503
AVAS2603

信号ケーブル 1 本、調整用ドライバー 1 本、交流電源ケーブル 1 本、取扱説明書 1 部、簡易取扱説明書シール 1 枚
信号ケーブル 1 本、調整用ドライバー 1 本、電源用タイムラグヒューズ AC 用 /DC 用 各 1 本、交流電源ケーブル 1 本、取扱説明書 1 部

標準価格
（税抜）

¥240,000¥240,000¥240,000¥260,000¥260,000¥210,000¥230,000注）4 ～ 20mA の出力が必要な場合、OUTPUT2 の電圧出力を電流出力へ変更が可能です。
（当社営業員にお問い合わせください）【オプション】

品
名ブリッジボックス（120 Ω）
ブリッジボックス（350 Ω）

型

名

型

名

5370A
5373A
AS16-104
ベンチトップケース
AS16-105
AS16-106
ラックマウントケース
AS16-107
空パネル
AL13-318
ユニット台
43721
パネル固定ローレットネジ 10 個 43537-010【ケーブル】

品
名
交流電源ケーブル（AS3000 用）

品目コード

品目コード

AX-KO6165-200

AX-KO6165-200

0311-5044
0311-5112
AS30-507
AS30-508
AS30-504
AS30-503
0311-5200

AV0311-5044
AV0311-5112
AVAS30-507
AVAS30-508
AVAS30-504
AVAS30-503
AV0311-5200

AS30-505

AVAS30-505

リモート制御ケーブル

AS30-506-250

AVAS30-506-250

中継ケーブル注 2）

AS30-501-005

AVAS30-501-005

延長ケーブル注 2）

AS30-502-005

AVAS30-502-005

交流電源ケーブル（AS2000 用）
直流電源ケーブル
信号ケーブル
同期ケーブル

規

格

標準価格
（税抜）

規

格

標準価格
（税抜）

120 Ω用 , コード約 3m 付
350 Ω用 , コード約 3m 付
4ch 用、約 3.0kg、付属品：交流電源ケーブル、パネル固定ローレットネジ付
6ch 用、約 3.7kg、付属品：交流電源ケーブル、パネル固定ローレットネジ付
8ch 用、約 4.4kg、付属品：交流電源ケーブル、パネル固定ローレットネジ付
8ch 用、約 4.5kg、付属品：交流電源ケーブル、パネル固定ローレットネジ付
1 スロット用
1 ユニット用
10 個、AS/AL/AG 共通

AV5370A
AV5373A
AVAS16-104
AVAS16-105
AVAS16-106
AVAS16-107
AVAL13-318
AV43721
AV43537-010

ユニット及びケース用、長さ 2m¥20,000¥20,000¥140,000¥150,000¥160,000¥160,000¥1,000¥1,000¥3,000¥3,000

ユニット及びケース用、長さ 2.5m
ユニット用、200V、バラ線（ 3 線）、長さ 3.5m
ユニット用、D-sub 9pin ⇔バラ線（2 線＋シールド）、長さ 2m
ケース用、丸形コネクタ（メス）⇔バラ線（2 線＋シールド）、長さ 2.5m
金属 BNC ⇔金属 BNC 注 1）、長さ 2m、インピーダンス 50 Ω
金属 BNC 注 1）⇔ ミノ虫（＋…赤、－…黒）、長さ 2m、インピーダンス 50 Ω
金属 BNC 注 1） ⇔ 絶縁 BNC、長さ 2m、インピーダンス 50 Ω
ユニットまたはケース間の同期用ケーブル
D-Sub9pin オス⇔ D-sub9pin オス、長さ 1.8m
ユニットまたはケースの制御ケーブル
D-Sub9pin オス⇔バラ線（5 線）、長さ 2.5m
プラグ
プラグ
Φ 9.6mm、4 芯シールド、長さ 5m
Φ 9.6mm、4 芯シールド、長さ 5m

ジャック¥3,000¥3,200¥6,400¥9,200¥3,500¥4,000¥4,000¥7,200¥6,500¥10,000

プラグ¥10,000

注 1）金属 BNC の同相入力電圧は± 42V（DC またはＡＣピーク値）
注 2）ケーブル長としてに 1m、2m、5m、10m、15m、20m、25m を準備しております。
（当社営業員にお問い合わせください）

【その他】

品
名
トレーサビリティ体系図

校正証明書／検査成績書

型

AZ-TRB-AV

名

AZ-KENSA-AS

品目コード

規

AZ-TRB-AV

格

標準価格
（税抜）

¥12,000

内訳：校正証明書、検査成績書（検査データ含む）
対象機種：AS3000 シリーズ、AS2000 シリーズ

AZ-KENSA-AS¥7,000

検査・校正など書類発行の価格は製品同時発注時の価格です。 納入後に再校正する場合は別途お見積になります。

品
名取扱説明書（追加分）
取扱説明書（追加分）

型

名

品目コード

AZ-MANUAL1-JA
AZ-MANUAL1-JA

AS3000 シリーズ用
AS2000 シリーズ用

お 客 様 相談 センター
本 社 〒170 -0013
札 幌 出 張 所
仙 台 営 業 所

宇都宮営業所
東京北営業所
東京南営業所
静 岡 営 業 所

名古屋営業所
大 阪 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 3丁目 23 番14号

TEL. 03-5391-6128（直）FAX. 03-5391-6129
TEL. 011-251-2753（代）FAX. 011-251-2759
TEL. 022-211-8051（代）FAX. 022-211-8052
TEL. 028-610-0377（代）FAX. 028-633-2166

規

格

標準価格
（税抜）

¥3,000¥3,000

購入前相談窓口

ご 購 入 前の仕 様 確 認 や機 種 選 定 のご相 談は通話料無料

0120-342-043

受付時間：月曜日～金曜日（ ※祝日、弊社休業日を除く 9：00 ～ 12：00／13：00 ～ 17：00 ）安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読 みの上、正しくお使 いください。

TEL. 048-592-3111（代）FAX. 048-592-3117
TEL. 045-476-5231（代）FAX. 045-476-5232
TEL. 054-286-2880（代）FAX. 054-286-2955
TEL. 052-726-8760（代）FAX. 052-726-8769
TEL. 06-7668-3900（代）FAX. 06-7668-3901
TEL. 082-233-0611（代）FAX. 082-233-7058
TEL. 092-441-6715（代）FAX. 092-411-2815

https://www.aandd.co.jp/

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。
※本カタログは事業者向けです。

●本カタログの内容は 2024年 3月現在のものです。
＊AS30_20-ADJC-03-SI3-243006GP