OpenLAB CDS ChemStation （C.01.04以降）
日本薬局方（JP）対応の値について

付録：ChemStation B.03.02以降の場合について
Nov2014

Page 1

OpenLAB CDS ChemStationで日本薬局方対応の値をレポートするには第15,16改正日本薬局方に対応しています。

方法１：インテリジェントレポート機能を活用する。
••
•
•
•
•
•

ピーク幅（50％）
カラム効率（理論段数）
分離度（半値幅法）
シンメトリー係数
SN比
分離係数（調整済みの相対リテンションタイム）
ピーク谷比

リビジョンBの ChemStation（B.03.02以降）のソフトウエアでは、方法２、方法３が利用できます。

方法２：クラシックレポートのパフォーマンス、拡張パフォーマンスレポートを利用する。
••••

ピーク幅（50％）
カラム効率（理論段数）
分離度（半値幅法）
シンメトリー係数（USPテーリングファクタ）

方法３：クラシックレポートのJP対応カスタムレポートを利用する。
••••

ピーク幅（50％）
カラム効率（理論段数）
分離度（半値幅法）
シンメトリー係数（USPテーリングファクタ）

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用
レポートできる値• ピーク幅（50％）• カラム効率（理論段数）• 分離度（半値幅法）• シンメトリー係数• SN比• 分離係数（調整済みの相対リテンションタイム）• ピーク谷比OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：基本操作
レポートテンプレートの結果テーブルに、希望の値を表示する列を追加します。
1 レポートレイアウト画面
2

既存のテンプレートを選択する

3 右クリック546

ここに分離度（JP）を入れたい！

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：基本操作
7
列が増えます。

テンプレートの編集結果を確認して名前を付けて保存します。

9 名前を付けて保存

8 プレビューして確認例：※デモデータでは、表示されないものがあります。

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：基本操作
レポートを印刷するには、
１） データ解析画面で、レポート条件の中で、インテリジェントテレポートテンプレートを選ぶ。

２） レビュー画面で、レポートテンプレートと、データを選んで、プレビューしてから、印刷

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート※値の名称です。表にインテリジェントレポートの活用：
行を挿入するときの表示と、パラメータの種類若干異なります。
JPでの値

インテリジェントレポートで使用する値

ピーク幅 （高さ50％での幅）「ピーク_ピーク幅（50パーセント）」

カラム効率「ピーク_理論段数_JP」（理論段数）

分離度 （半値幅法）「ピーク_分離度_JP」

シンメトリー係数「ピーク_ テーリングファクタ」

SN比※C.01.04、C.01.05ではテーブル中で式を利用する。
「ピーク_高さ/ピーク_ノイズ＊2」※C.01.06では、「ピーク_S2N（EP）」 （EPと同じ計算です）

分離係数「相対リテンションタイム _EP」
（調整済みの相対リテンションタ ※C.01.04 更新プログラムHF06 [49]以上(2013/12発行)
イム）※C.01.05 更新プログラムHF06 [41]以上(2013/11発行)※C.01.06以上
ピーク谷比「ピーク _ ピーク谷比」

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：ＳＮ比について①
OpenLAB CDS ChemStationでは、バックグラウンドノイズについて、「溶媒ブランクを用いる場合」の計算を使用します。
シーケンス分析で、先にブランク分析をするよう設定します。（たとえば先頭）
このブランク分析のサンプルタイプを、「ブランク」とします。
※データ解析画面で後から変更した場合は、全体の再解析を実行してください。

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：ＳＮ比について②
OpenLAB CDS ChemStation リビジョンC.01.06以降では、SN比の値は「ピーク_S2N（EP）」です。
OpenLAB CDS ChemStation リビジョンC.01.04、C.01.05では、SN比の値は式を利用して、「ピーク_高さ/ピーク_ノイズ＊2」です。
1 ピーク 高さ の列を追加する

2 右クリック

34 スクロール

5 ピーク高さの列をクリック

6
列のプロパティをクリック

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：ＳＮ比について②
ラベルを8 入力
7910
下部の変数リストからも選べます

式を入力=ピーク_高さ/ピーク_ノイズ＊2
半角

半角

半角

11半角

レポート例

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
インテリジェントレポートの活用：値の書式
結果表の各列の数値の書式は、「列のプロパティ」の「値の書式」で設定できます。
（有効数字桁数 または、小数点以下桁数）「数値」を選択

数値の表示様式と、桁数を選択・有効数字・小数点以下OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
パフォーマンスレポートの利用

リビジョンBのChemStation（B.03.02以降）でも利用可能です

方法２：クラシックレポートのパフォーマンス、拡張パフォーマンスレポートを利用する。
パフォーマンスレポート：• ピーク幅（50％）• カラム効率（理論段数）※ここでの対称度は、ChemStation独自の計算値です。
※ここでの分離度は、ChemStationクラシックの計算式の値です。

拡張パフォーマンスレポート：
キャリブレーションテーブルが必要です。
（同定できたピークのみレポートする）• ピーク幅（50％）• カラム効率（理論段数）• 分離度（半値幅法）• シンメトリー係数（USPテーリングファクタ）

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用
方法3：クラシックレポートのJP対応カスタムレポートを利用する。
クラシックレポートテンプレート
CalPeaks_Performance_jpn.FRP：
キャリブレーションテーブル（検量線設定）が必要なパフォーマンスレポート用
テンプレート（同定ピークのみレポート）
Sig_performance_jpn.FRP：
キャリブレーションテーブルは必要ない
パフォーマンスレポート用
テンプレート

リビジョンBのChemStation（B.03.02以降）でも利用可能です

レポート例

レポート例

・これらテンプレートは、ChemStationクラシックレポートのスタイルへの登録が可能です。
・レポート中のアイテムは、レポートレイアウト画面（クラシックレポートモード）で確認、変更、標準レポートスタイルへの追加が可能です。
・これらテンプレートは標準搭載されています。
・第15改正日本薬局方に対応しています。

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用：その①
CalPeaks_Performance_jpn.FRP：
同定ピークについてのテンプレート（キャリブレーションテーブルが必要）

レポート項目、数値の桁数は任意にカスタマイズ可能です！

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用：その②
Sig_Performance_jpn.FRP：
同定されていないピークもレポートできる

レポート項目、数値の桁数は任意にカスタマイズ可能です！

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用：活用

CalPeaks_Performance_jpn.FRPに追加可能な項目例

Sig_Performance_jpn.FRPに追加可能な項目例

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用
リビジョンBの ChemStation
テンプレートを利用するにはクラシックカスタムテンプレートを登録するには、一時的にインテリジェントレポート機能を無効にします。

（B.03.02以降）のソフトウエアでは、この操作はありません。

はずす15
デスクトップ上432
6OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用
テンプレートを利用するにはクラシックカスタムテンプレートを読み込んで、レポートスタイルに追加します。
9710または8（もう一度繰り返すことで両方登録できる）

11
わかりやすい名前を付ける

OpenLAB CDS ChemStation ： JPレポート
JPレポート：クラシックカスタムレポートの利用
テンプレートを利用するにはクラシックレポートのスタイルに登録されました。
いつもの操作でレポートが印刷できます。

付録：ChemStation B.03.02以降の場合： JPレポート
リビジョンBのChemStation （B.03.02以降）は、以下が利用できます。
方法２：クラシックレポートのパフォーマンス、拡張パフォーマンスレポートを利用する。
方法３：クラシックレポートのJP対応カスタムレポートを利用する。
リビジョン Bでは、「レポート条件」の画面は以下のようになっています。

追加登録したレポートスタイルは、ここに表示されます。