一般的名称

膀 胱用超 音 波 画 像 診 断 装 置

販売名リリアム ワン

医療機器認証番号

3 0 3 A DB Z X0 0 0 5 0 0 0 0

測定精度（ 1 5％＋2 0 m L ）測定結果表示範囲0〜600mL

管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号：303ADBZX00050000※6 0 0 m Lより測 定 結 果が大きい場 合には、「＞6 0 0 mL」と表 示されます。
電源充 電 式（ リチウムイオンバッテリー内臓 ）クラス分類

管 理 医 療 機 器（クラスⅡ） 特 定 保 守 管 理 医 療 機器

重量約200g

サイズ

7 7 .9 ㎜（ 幅 ） 2 4 .4 ㎜（ 奥 行 ） 1 2 4 .0 ㎜（ 高さ）診 療 報 酬 項目

D2 1 6 -2

認 証 年月日2 0 2 1 年 5月2 8日基本機能膀 胱内尿 量 測 定

測定原理

超 音 波を膀 胱に向けて発 信し、受 信された信 号 強 度を独自の方 法で解 析します。

新 発 売

残尿測定検査得られた膀 胱の前 壁・後 壁 間の距 離と後 壁エコー 高さとの関 数により膀 胱内尿 量を推 定し、数 値で表 示します（ Aモード法 ）。

同梱品

排尿ケア情報サイトはこちら

リリアム ワン専用充電器

リリアムジェル250（超音波検査用ジェル）

膀胱内尿量測定により医療をサポート【使用目的または効果】
超音波を用いて膀胱の性状から尿動態を可視化し、診断のために提供すること。
【使用上の注意】
本機器は医家向け医療機器であるため、医師による使用、または医師の指示に従って使用すること。
また、使用上の注意の詳細については、取扱説明書を参照すること。
重要な基本的注意
・感染を防ぐため、必ず、使用後の処置を行うこと。

「リリアム ワン」は、超 音 波により膀 胱内尿 量（ 排 尿 後であれば 残 尿 ）を測 定する医 療 機 器です。
本製品は、「リリアム α-200」や「リリアム IP200」が本体とプローブという構成品であったところを「１つ」に集約したこと、・傷など未治癒の下腹部にプローブ部をあてないこと。

「単回」測定に特化したこと、そしてシンプルな操作を目指してボタンを「１つ」にしたことから、「リリアム ワン」と命名しました。

・本機器を他の超音波診断装置や強い電磁波を出す装置（MRI）と絶対に併用しないこと。
・本製品は精密電子機器のため過度な静電気を与えると誤動作や故障の原因となるため、本体に触れる際は静電気に注意すること。
・強い電磁波を出す装置と近接した場合、作動が不安定になることがあるので、X 線、携帯電話、無線装置の近くなど電磁波が生じる機器の付近で使用しないこと。
・超音波検査用のジェルを使用すること。

測 定 結 果 〔 測 定 例：3回続けて測 定した場 合 〕※測定回数は、3回を推奨

膀胱内尿量測定値

・可燃性ガス等の付近では使用しないこと。
・本体の充電には専用充電器を使用すること。
・本機器に使用している材質はアレルギー反応が起こりにくいと考えられる。
しかし、測定部分に違和感等があった場合、使用を中止すること。

測定履歴（上段） 2回前の測定結果（中段） 1回前の測定結果（下段） 最新結果

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
・本機器に使用している超音波出力は小さく、超音波エネルギーの照射による生体への障害はほとんどないと考えられるが、妊婦、妊娠の疑いのある者及び小児等へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。
・本機器は成人の膀胱を基にプログラムされており、小児等では実際の尿量と測定値に大きな誤差を生じる可能性があるため注意すること。

： 315mL： 296mL： 291mL・妊婦への使用に際しては羊水が測定値に影響を与える可能性があるため注意すること。

製造販売元

発売元

販売提携

神奈川県相模原市中央区中央1-1-1

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

東京都千代田区神田司町2-9

測 定結果の最大値を膀胱内尿量と判断します
2023年2月改訂
LID0223A01

許可なく本資料を転載、引用、複製、改変、第三者へ提供することを禁じます
お問い合わせ先

輸液DIセンター 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-20120-719-814（フリーダイヤル）https://www.lilium.otsuka/lilium200/

インジケーター

本製品の取り扱いについては電子添文および取扱説明書をご参照ください。

※画面の測定履歴をタッチすると、最大値表示に切り替え可能。

自動判定機能

・本体のボタンを押して測定開始後、5 秒ほど経過すると、自動的に測定が完了

ジェルを塗る

電源を入れる

プローブ部をあてる

プローブ部に超音波検査用ジェルを塗る

ボタンを押して、本体の電源を入れる

手で恥骨結合部の位置を確認する

簡便操作・プローブが本体と一体化されており片手で操作可能
・測定操作は、本体のボタン１つのみで可能

・約 200g の軽量設計であり、手で持ちやすいコンパクトサイズ

タッチパネル＆充電式バッテリー採用

測 定 方 法コンパクトサイズ

・設定画面は、全てタッチパネルによる操作
・専用充電器による充電式バッテリー採用

ジェルの量が少なすぎると空気が入り込み適切に測定できません

正中線上かつ恥骨結合部の直上に少し被るように（1 ㎝程度を目安に）、本体のプローブ部をあてる。

ボタン※本体の左右は、どちらを恥骨結合部の直上に合わせても構わない。

測定開始

膀胱内尿量測定

再度ボタンを押し、測定を開始する

5秒ほど経過すると、自動的に測定が完了する

ボタン

本体を腹部から離し再度測定する。
（推奨測定回数：3回）

測定上の注意・膀胱の位置を正しくとらえないと適切に測定できないことがあります。
（詳細な測定方法は取扱説明書をご覧ください。
）※画面の測定履歴をタッチすると、最大値表示に切り替え可能

超音波 Aモード法

測 定 原理参考

インジケーターの表示（表示例：右側が恥骨の場合）① インジケーターの端が全て消灯している場合
1回目
2回目
3回目

▶膀胱全体を超音波がとらえられています▶プローブ部をあてる位置は、問題はありません② 少なくとも1回はインジケーターの端が消灯している場合
1回目

8つの超音波センサーから得られた膀胱の前壁-後壁間の距離（D）と後壁エコー高さ（P）との関数により膀胱内尿量（PD)を推定

2回目
3回目

▶1 回は膀胱全体を超音波がとらえられています▶プローブ部をあてる位置は、許容範囲内です③ 3回ともにインジケーターの端が点灯している場合
1回目
2回目
3回目

▶膀胱全体を超音波がとらえられていない可能性があります▶再測定してください。
※ もう少しプローブ部の端を恥骨に被せてください④ 全てのインジケーターが消灯している場合
1回目
2回目
3回目

▶膀胱内に尿が少なかった場合、インジケーターは1 つも点灯しないことがあります※正中線上かつ恥骨結合部の直上に少し被るように（1cm程度を目安に）、本体のプローブ部をあてていない場合、インジケーターが１つも点灯しないことがあります自動判定機能

・本体のボタンを押して測定開始後、5 秒ほど経過すると、自動的に測定が完了

ジェルを塗る

電源を入れる

プローブ部をあてる

プローブ部に超音波検査用ジェルを塗る

ボタンを押して、本体の電源を入れる

手で恥骨結合部の位置を確認する

簡便操作・プローブが本体と一体化されており片手で操作可能
・測定操作は、本体のボタン１つのみで可能

・約 200g の軽量設計であり、手で持ちやすいコンパクトサイズ

タッチパネル＆充電式バッテリー採用

測 定 方 法コンパクトサイズ

・設定画面は、全てタッチパネルによる操作
・専用充電器による充電式バッテリー採用

ジェルの量が少なすぎると空気が入り込み適切に測定できません

正中線上かつ恥骨結合部の直上に少し被るように（1 ㎝程度を目安に）、本体のプローブ部をあてる。

ボタン※本体の左右は、どちらを恥骨結合部の直上に合わせても構わない。

測定開始

膀胱内尿量測定

再度ボタンを押し、測定を開始する

5秒ほど経過すると、自動的に測定が完了する

ボタン

本体を腹部から離し再度測定する。
（推奨測定回数：3回）

測定上の注意・膀胱の位置を正しくとらえないと適切に測定できないことがあります。
（詳細な測定方法は取扱説明書をご覧ください。
）※画面の測定履歴をタッチすると、最大値表示に切り替え可能

超音波 Aモード法

測 定 原理参考

インジケーターの表示（表示例：右側が恥骨の場合）① インジケーターの端が全て消灯している場合
1回目
2回目
3回目

▶膀胱全体を超音波がとらえられています▶プローブ部をあてる位置は、問題はありません② 少なくとも1回はインジケーターの端が消灯している場合
1回目

8つの超音波センサーから得られた膀胱の前壁-後壁間の距離（D）と後壁エコー高さ（P）との関数により膀胱内尿量（PD)を推定

2回目
3回目

▶1 回は膀胱全体を超音波がとらえられています▶プローブ部をあてる位置は、許容範囲内です③ 3回ともにインジケーターの端が点灯している場合
1回目
2回目
3回目

▶膀胱全体を超音波がとらえられていない可能性があります▶再測定してください。
※ もう少しプローブ部の端を恥骨に被せてください④ 全てのインジケーターが消灯している場合
1回目
2回目
3回目

▶膀胱内に尿が少なかった場合、インジケーターは1 つも点灯しないことがあります※正中線上かつ恥骨結合部の直上に少し被るように（1cm程度を目安に）、本体のプローブ部をあてていない場合、インジケーターが１つも点灯しないことがあります一般的名称膀 胱用超 音 波 画 像 診 断 装 置

販売名リリアム ワン

医療機器認証番号

3 0 3 A DB Z X0 0 0 5 0 0 0 0

測定精度（ 1 5％＋2 0 m L ）測定結果表示範囲0〜600mL

管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号：303ADBZX00050000※6 0 0 m Lより測 定 結 果が大きい場 合には、「＞6 0 0 mL」と表 示されます。
電源充 電 式（ リチウムイオンバッテリー内臓 ）クラス分類

管 理 医 療 機 器（クラスⅡ） 特 定 保 守 管 理 医 療 機器

重量約200g

サイズ

7 7 .9 ㎜（ 幅 ） 2 4 .4 ㎜（ 奥 行 ） 1 2 4 .0 ㎜（ 高さ）診 療 報 酬 項目

D2 1 6 -2

認 証 年月日2 0 2 1 年 5月2 8日

基本機能膀 胱内尿 量 測 定

測定原理

超 音 波を膀 胱に向けて発 信し、受 信された信 号 強 度を独自の方 法で解 析します。

新 発 売

残尿測定検査得られた膀 胱の前 壁・後 壁 間の距 離と後 壁エコー 高さとの関 数により膀 胱内尿 量を推 定し、数 値で表 示します（ Aモード法 ）。

同梱品

排尿ケア情報サイトはこちら

リリアム ワン専用充電器

リリアムジェル250（超音波検査用ジェル）

膀胱内尿量測定により医療をサポート【使用目的または効果】
超音波を用いて膀胱の性状から尿動態を可視化し、診断のために提供すること。
【使用上の注意】
本機器は医家向け医療機器であるため、医師による使用、または医師の指示に従って使用すること。
また、使用上の注意の詳細については、取扱説明書を参照すること。
重要な基本的注意
・感染を防ぐため、必ず、使用後の処置を行うこと。

「リリアム ワン」は、超 音 波により膀 胱内尿 量（ 排 尿 後であれば 残 尿 ）を測 定する医 療 機 器です。
本製品は、「リリアム α-200」や「リリアム IP200」が本体とプローブという構成品であったところを「１つ」に集約したこと、・傷など未治癒の下腹部にプローブ部をあてないこと。

「単回」測定に特化したこと、そしてシンプルな操作を目指してボタンを「１つ」にしたことから、「リリアム ワン」と命名しました。

・本機器を他の超音波診断装置や強い電磁波を出す装置（MRI）と絶対に併用しないこと。
・本製品は精密電子機器のため過度な静電気を与えると誤動作や故障の原因となるため、本体に触れる際は静電気に注意すること。
・強い電磁波を出す装置と近接した場合、作動が不安定になることがあるので、X 線、携帯電話、無線装置の近くなど電磁波が生じる機器の付近で使用しないこと。
・超音波検査用のジェルを使用すること。

測 定 結 果 〔 測 定 例：3回続けて測 定した場 合 〕※測定回数は、3回を推奨

膀胱内尿量測定値

・可燃性ガス等の付近では使用しないこと。
・本体の充電には専用充電器を使用すること。
・本機器に使用している材質はアレルギー反応が起こりにくいと考えられる。
しかし、測定部分に違和感等があった場合、使用を中止すること。

測定履歴（上段） 2回前の測定結果（中段） 1回前の測定結果（下段） 最新結果

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用
・本機器に使用している超音波出力は小さく、超音波エネルギーの照射による生体への障害はほとんどないと考えられるが、妊婦、妊娠の疑いのある者及び小児等へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。
・本機器は成人の膀胱を基にプログラムされており、小児等では実際の尿量と測定値に大きな誤差を生じる可能性があるため注意すること。

： 315mL： 296mL： 291mL・妊婦への使用に際しては羊水が測定値に影響を与える可能性があるため注意すること。

製造販売元

発売元

販売提携

神奈川県相模原市中央区中央1-1-1

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115

東京都千代田区神田司町2-9

測 定結果の最大値を膀胱内尿量と判断します
2023年2月改訂
LID0223A01

許可なく本資料を転載、引用、複製、改変、第三者へ提供することを禁じます
お問い合わせ先

輸液DIセンター 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2

0120-719-814（フリーダイヤル）https://www.lilium.otsuka/lilium200/

インジケーター

本製品の取り扱いについては電子添文および取扱説明書をご参照ください。

※画面の測定履歴をタッチすると、最大値表示に切り替え可能。