SASE 高調波の特性測定
大西徹1)、井合哲也、古川真一、猪坂智、三原彰仁、加藤龍好、末峰昌二、磯山悟朗
大阪大学産業科学研究所〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

概要

２．理論

阪大産研の L バンドライナックと赤外自由電子レシンクロトロン放射は、θ~１/γ程度の角度広がりーザー（FEL）用アンジュレータを用いて、自発放射をもつ。ここでγ=E/mc2 は相対論的エネルギーであ光増幅型 FEL（Self-Amplified Spontaneous Emission、る。電子ビームから放射された光には、光子ビームSASE）の原理検証実験を遠赤外線領域で行っているの太さσと角度発散σ’（共に標準偏差）との積で表[1]。この実験中、SASE の基本波の成長に伴って高次される次の関係がある[3]。
高調波が生ずる非線形高調波発生による２次と３次λの高調波を観測した。基本波やこれら高次高調波のσ・ σ '≥（１）
特性を調べるために、アンジュレータ前方の光軸上４πに水平角・垂直角を遠隔操作で調節できる平面鏡をアンジュレータの放射光は、自然角度発散σ’を放射設置し、基本波と２次高調波、３次高調波を分光し光の角度分布を Gauss 分布として近似することでｎながらそれぞれの放射パワー角度分布を測定した。
次の放射に対してその結果、SASE の放射角度分布はシンクロトロン放λn1 + K 2
1
1 + K 2射のそれと比較して指向性が良いことが示され、さ==σ '=2L2nγ N
γ2 nN
らに SASE の高次高調波の次数が高くなるにつれて指向性が高くなることがわかった。
1γ≅

１．はじめに相対論的電子が磁場の作用のもとで円運動を行う
とき、強力で指向性の高い放射光即ちシンクロトロン放射が発生する[2]。一方、アンジュレータ放射はシンクロトロン放射と異なる特徴を持つ光で、その一つにシンクロトロン放射より指向性が高いことが挙げられる。以上の 2 つの放射光と発生メカニズムの異なる SASE において放射パワーの角度分布の測定実験を行った。この測定実験を行うためにアンジュレータ前方に遠隔操作できる平面ミラーを設置し、その平面鏡の角度を変えることにより、SASE の放射パワー角度分布を測定した。その測定結果をシンクロトロン放射、アンジュレータ放射の角度広がりと比較し、SASE の指向性の高さを評価してみた。さらに、SASE の理論によると基本波の光強度の増大に伴う電子ビームの密度変調には基本波成分以外に高調波成分が含まれる。この高調波成分と密度変調の相互作用により増幅される高調波を非線形高調波と呼ぶ。我々の実験では非線形高調波の発生による２次と３次高調波を観測した。基本波とこれらの高次高調波の特性を調べるために、それぞれの放射角度分布を測定した。今回はこれまでに得られた実験結果について報告する。

1nN（２）と表すことができる[4]。ここで、Ｎはアンジュレータ周期数であり、L=Nλu はアンジュレータの長さを表す。以上の式により、シンクロトロン放射、アンジュレータ放射の角度広がりを計算し、実験より得られた SASE の放射角度分布の測定結果と比較する。

３．実験配置
実験配置を Fig.1 に示す。アンジュレータは周期長６cm、周期数３２の Halbach 型アンジュレータで K
値は磁極間隔を変えることにより 0.013 から 1.472 ま
GUN SHBｓｓ Buncher
PB

QM BM

Accelerating
Tubu

Beam
Dump

QM

BM QM Undulator BM Mirror

Optical Transport Line

Shielding Wall
Detector
Spectrometer1

Fig.1:Schematic diagram of the linac and the FEL system
E-mail: onishi25@sanken.osaka-u.ac.jp

で変えることが可能である。今回、SASE の放射パワー角度分布を測定するために新しくアンジュレータ前方の光軸上に平面ミラーを設置した。このミラーは、水平角、垂直角を遠隔操作で任意の角度に調節できる。水平角、垂直角はそれぞれ-34mrad~34mradの範囲で測定でき、このミラーを実験で使用する前に He-Ne レーザーをミラーに反射させ充分に長い距離をとった場所でスポットの位置の変化を測定し、水平、垂直角それぞれ最低で 13mrad ずつ正確に動くことを確認した。このミラーの角度を変えることにより SASE の放射パワー角度分布を測定する。このミラーで反射した光はこのミラーの設置に伴って新しく構築した光輸送路を通って分光器に導かれる。
分光器には格子定数 0.126 の平面回折格子が設置してあり、そのブレーズ波長は 112μｍである。分光器によって単色化された光は液体ヘリウムで冷却された Ge:Ga 検出器により検出される。

(a):fundamental

４．実験結果4.1 SASE の分光スペクトル
Fig.2 に電子エネルギー11.7MeV において SASE の分光実験で観測した波長スペクトルを示す。SASE の
光強度は時間変動が大きいので連続する３０個のデータを測定し、そのうち上位５個の値の平均値と標準偏差を各々の測定値と誤差棒とした。Fig.２にはピークは３つある。一番右のピークを SASE の基本波と仮定すると、その左に見えるピークは基本波のほぼ半分の波長位置に現れているので２次高調波であると考えることができ、そして一番左にあるピークは基本波の３分の１であることから３次高調波であると推測できる。この測定波長について考察してみると、電子エネルギーと産研のアンジュレータのパラメータより予想される基本波の波長は約 180μmとなり、実験結果とは一致しない。この理由としてエネルギースペクトルを測定するためのホール素子の劣化により正確な電子エネルギーが測定できていない等が考えられるが、このことは現在検討中である。

(c):3rd harmonicFig.3:horizontal output profile of SASE

4.2 SASE の放射角度分布測定
この SASE 分光測定をしたときのピーク位置につFig.2:wavelength spectra of fundamental andhigher harmonics of SASE

Fig.4:vertical fundamental output profileof SASE

いて放射パワー角度分布の測定を行った。Fig.3(a)~(c)5.3 SASE とシンクロトロン放射の指向性のに垂直方向を光軸上に固定し水平方向の基本波、２比較次高調波、３次高調波の放射角度分布の測定結果をそれぞれ示す。横軸の０mrad の位置が水平方向の光実験で得られた SASE の放射角度分布の結果をシ軸上を表している。さらに Fig.4 には水平方向を光軸ンクロトロン放射の放射角度広がりと比較してみる。に固定した垂直方向の基本波の放射角度分布を測定
シンクロトロン放射の放射パワーの角度広がりは、した結果を示す。同様に横軸の 0mrad が光軸上を表
電子エネルギーが 11.7MeV のとき 43.6mrad となる。
す。この測定実験では、SASE の分光測定の際と同じこの値と SASE の基本波成分における放射角度の実理由で連続する５０個のデータのピーク値を測定し、 験値と比較してみると、SASE のほうが数分の１程度
そのうち上位５個のデータの平均値を各々の測定値に放射角度が小さいことがわかる。従って、SASE はとした。Fig.3、4 にはそれぞれ測定値を点で表し、こシンクロトロン放射よりも高い指向性をもつことがれらのピークに対して当てはめた Gauss 分布とその確認できた。
中心位置ｘ０、標準偏差σが示した。

６．まとめ

５．実験結果の解析と考察
５．実験結果の解析と考察
5.1 電子ビーム軌道の光軸上とのずれ
Fig.3(a)、Fig.4 で示されている基本波の放射角度分布の測定結果より、ピークの位置が光軸上からずれていることがわかる。これは、アンジュレータに入射した電子ビームが光軸上を走っていないことを表している。通常、アンジュレータ内の光軸上を走っている電子ビームからのアンジュレータ放射を光軸上で観測すると、偶数次の光の位相は軸の左右逆になるため、偶数次の高調波は現れず、奇数次の高調波のみが観測できるはずである。しかし、電子ビームが光軸上からずれているために偶数次の高調波が確認できるようになり、２次の高調波を観測することができた。

5.2 高次高調波の指向性
式（2）より電子エネルギー11.7MeV でのアンジュ
レータ放射の角度広がりの計算結果と実験結果から得た SASE 放射角度分布の標準偏差の値を表１に示す。基本波についてはほぼ同じ値となったが、高調波成分では計算値より小さい値が得られた。高調波の次数が高くなるにつれて角度分布の値が小さくなっていくことより、指向性が高くなっていくことが確認できる。
ア ン ジ ュ レ ー SASEタ放射[mrad]
実験値[mrad]7.717.96

基本波
２次高調波

5.454.15

３次高調波

4.452.04

表１:実験値と計算値の比較

SASE の分光スペクトルを測定し、基本波と２次、３次高調波を確認した。そして、それぞれのピークの放射角度分布の測定を行った。その結果、高次高調波になるにつれて指向性が高くなっていくことが確認できた。SASE の放射角度分布のより正確な値を得るためには、計算コード GENESIS を用いたシミュレーションの結果が必要となる。その結果と比較し、検討しなければならない。このことについては、今後の課題である。そして、SASE の指向性はシンクロトロン放射のそれよりも高いことが示された。今後、SASE の絶対強度を評価するために、標準光源として黒体炉を用いて今回新しく構築したＦＥＬ測定系の感度較正実験を行う予定である。

参考文献[1]R.Kato, et al.,Nucl.Instr.and Meth. A 475 (2001) 334[2]J.D.Jacson ,Classical Electrodynamics[3]David Attwood,Klaus Halbach,Kwang-Je Kim,
Sciencie 228 1265 (1985)[4]大柳 宏之.シンクロトロン放射の基礎