Produktkatalog

Systemgelenke undSystemgelenkschienen
G
N
U
R
E
I
S
I
L
A
U
T
K
ONLINE-A

08/2024

Einleitung

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
mit der Neuauflage dieses Kataloges stellen wir Ihnen neben unserem gesamten Produktportfolio kurz vor, welche innovativen
Produktneuheiten bei FIOR & GENTZ erschienen sind. Wir möchten mit der Entwicklung unserer Produkte einen Beitrag leisten und
Sie bei Ihrem Handwerk unterstützen, damit Sie Ihre Patienten bestmöglich mit maßgefertigten Orthesen versorgen können.

Neue Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität
Wir haben unser Produktportfolio um drei weitere Systemknöchelgelenke erweitert: Das NEURO CLASSIC-SPRING ersetzt das
NEURO SPRING Systemknöchelgelenk. Das NEURO VARIO-SPRING 2 wurde mit plug + go Modularität konzipiert und ist eine Weiterentwicklung des NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenkes. Das NEURO HiSWING ist weltweit das erste hydraulische
Knöchelgelenk der Orthetik. Die Produktreihe der Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität umfasst jetzt neun Systemgelenke,
die es ermöglichen, die Funktion der Orthese schnell und einfach durch Austauschen der Funktionseinheiten an die Bedürfnisse desPatienten anzupassen.
Neue Systemkniegelenke mit plug + go Modularität
Dem Bereich der Systemkniegelenke wurden zwei neue, frei bewegliche Systemkniegelenke hinzugefügt, die mit der plug + go Modularität konzipiert wurden. Das
NEURO VARIO 2 ermöglicht eine einfache, stufenlose Einstellbarkeit auf Knieebene unddas NEURO VARIO-SWING bietet zusätzlich einen dynamischen Extensionsanschlag.
Ähnliche Funktionen kennen Sie bereits von unseren Systemknöchelgelenken. Dank dieser
Gemeinsamkeiten lässt sich nun auch eine KAFO auf beiden Gelenkebenen stufenlos
und unkompliziert auf die Bedürfnisse des Patienten einstellen. Die Systemkniegelenkesind jetzt in den vier Systembreiten 12 mm, 14 mm, 16 mm und 20 mm verfügbar.
Elektrohydraulisches Systemkniegelenk NEURO HiTRONICDie Produktreihe der automatischen Systemkniegelenke wurde um das elektrohydraulische Systemkniegelenk NEURO HiTRONIC erweitert. Die Entwicklung einessolchen Systemgelenkes erforderte neue Technologien und Lösungsansätze, da ein
Gelenk für eine maßgefertigte Orthese deutlich kleiner sein muss als beispielsweise
ein Gelenk für eine Prothese. Das Systemgelenk muss neben dem Bein Platz finden
und unkompliziert unter eine Hose passen. Aus diesen Anforderungen heraus entstanddie verbaute Mikrohydraulik, die in ihrer Größe und Funktionalität einzigartig ist.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen Ihnen vielErfolg bei der Versorgung Ihrer Patientinnen und Patienten. Wir freuen uns weiterhinüber Ihr hilfreiches Feedback!
Mit besten Grüßen aus Lüneburg
Ihr FIOR & GENTZ Team

Titelseite
KAFO mit NEURO TRONIC Systemkniegelenk und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk, Orthesenschuh CROSSROADS
Kleine Abbildungen von oben nach unten: NEURO HiTRONIC, NEURO LOCK Carbon, NEURO HiSWINGInhaltsverzeichnis
Service und Support
360°-Orthetik
Webshop und Orthesen-Konfigurator
Aktuelles
Gelenkübersicht
Systemknöchelgelenke
Systemknöchelgelenke ohne Dorsalanschlag
NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon
NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING
Systemknöchelgelenke mit statischem Dorsalanschlag
NEURO CLASSICNEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2
NEURO VARIONEURO VARIO 2
NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING
Systemknöchelgelenke mit dynamischem Dorsalanschlag
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2
NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+
NEURO HiSWING R+ Testgelenk
NEURO SWING Carbon
Systemkniegelenke
Frei bewegliche Systemkniegelenke ohne Rückverlagerung
NEURO CLASSIC zero
NEURO VARIO zero
Frei bewegliche Systemkniegelenke und Systemgelenkschienen mit integrierter Rückverlagerung
NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2
NEURO VARIO-SWINGNEURO ACTIVE Systemkniegelenk
NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene
NEURO CLASSIC Carbon
Automatische Systemkniegelenke
NEURO MATIC
NEURO TRONICNEURO HiTRONICNEURO HiTRONIC Testgelenk
Gesperrte Systemkniegelenke
NEURO LOCKNEURO LOCK MAX
NEURO FLEX MAX Sperrfunktion
NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion
NEURO LOCK Carbon
Testorthesen
Gleitscheiben
Systemschienen und Systemanker
Werkzeuge
Materialien
Orthesenschuhe
CROSSROADSPARKSTREETURBANSTREETCITYDRIVE
Rücksendung

A1
A2 - A4A5 - A6A7 - A8A9 - A12

A10.1 - A10.12
A20.1 - A20.8
A30.1 - A30.10
A40.1 - A40.10
A10.1 - A10.12
B10.1 - B10.8
B20.1 - B20.10
B30.1 - B30.8
B40.1 - B40.10
B50.1 - B50.8
B60.1 - B60.10
B70.1 - B70.10
C10.1 - C10.10
C20.1 - C20.10
C30.1 - C30.10
C40.1 - C40.10
C50.1 - C50.11
C50.12 - C50.16
C60.1 - C60.10

D10.1 - D10.8
D20.1 - D20.8
E10.1 - E10.8
E20.1 - E20.8
E30.1 - E30.7
E40.1 - E40.8
E50.1 - E50.8
E60.1 - E60.8
E70.1 - E70.7
F10.1 - F10.9
F20.1 - F20.10
F30.1 - F30.12
F30.13 - F30.14
G10.1 - G10.9
G20.1 - G20.9
G30.1 - G30.9
G40.1 - G40.9
G50.1 - G50.8
H1 - H6
I1 - I2
J1 - J12
K1 - K14
L1 - L16
M10.1 - M10.4
M20.1 - M20.2
M30.1 - M30.2
M40.1 - M40.2
N1

Service und Support

VERKAUF IM INNENDIENST
Unser kompetentes Team im Innendienst ist Ihr Ansprechpartner für Bestellungen und die Bearbeitung Ihrer Kundendaten. Auch bei fachlichen Fragen erhalten Sie hier die bestmögliche Beratung.
Es steht Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr zur Verfügung.
+49 4131 24445-0

VERKAUF IM AUSSENDIENST
Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie bei allen Fragen rund um die technische Orthopädie. Siebieten kompetenten technischen Support und Service persönlich bei Ihnen vor Ort in Form von Beratung,
Schulungen und Verkauf.
Auf unserer Website finden Sie den Außendienstmitarbeiter, der für Ihr Gebiet zuständig ist. Wenden
Sie sich direkt an ihn oder lassen Sie sich von unserer Zentrale verbinden.
WWW.FIOR-GENTZ.DE
KONTAKT & HÄNDLERSUCHETECHNISCHER SUPPORTFür eine technische Beratung bei der Auswahl von Systembauteilen und bei Fragen zu unseren
System­gelenken, Materialien, Werkzeugen oder einer Konfiguration bieten wir Ihnen von Montag
bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr telefonischen Support aus unserem Firmensitz in Lüneburg.
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 4131 24445-0. Wir stellen Sie anschließend zur
technischen Beratung durch. Sie erreichen uns auch unter support@fior-gentz.de.
Nach Absprache ist auch ein Videoanruf möglich.
Ihr Vorteil: Durch eine persönliche und fachliche Beratung erhalten Sie detaillierte Informationen zu
den Produkten und zu Ihrer Konfiguration, die Sie auch als Vorlage für die Erstellung des Kostenvoranschlags nutzen können.

A1360°-Orthetik

1
Patientenbefundung
Planung
der Orthese

Wartung 6
der Orthese

2

360°
ORTHETIK

Modelltechnik

53Übergabeder Orthese4
Herstellung
der OrtheseA2

360°-Orthetik

360°

Unser Konzept 360°-Orthetik beschreibt die 6 Schritte zur
Herstellung einer Orthese:

ORTHETIK

Patientenbefundung, Planung der Orthese, Modelltechnik,
Herstellung, Übergabe und Wartung der Orthese. Darüber
hinaus finden Sie bei uns ein breites Angebot an Materialien,die Sie bei der Umsetzung unseres Orthesenkonzepts unterstützen. Besuchen Sie unsere Website, auf derzu jedem der 6 Schritte hilfreiche Online-Tutorials zu finden sind.
WWW.FIOR-GENTZ.DE
ONLINE-TUTORIALS

1. PATIENTENBEFUNDUNG

Allgemeines Versorgungsformular
Allgemeines
Versorgungsformular
AFO/KAFO/KO
Allgemeines
Versorgungsformular
AFO/KAFO/KO
Orthopädietechniker:
Firma:
Allgemeines
Versorgungsformular
AFO/KAFO/KO
Orthopädietechniker:
Kundennummer:

01/2024
01/2024www.orthesen-konfigurator.de

01/2024www.orthesen-konfigurator.de

01/2024www.orthesen-konfigurator.deFirma: Datum:

AFO/KAFO/KO
www.orthesen-konfigurator.de
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des Patienten zur Bearbeitung des Auftrags
sowie zur statistischen Auswertung gespeichert und genutzt werden.
Orthopädietechniker:
Firma:
Kundennummer:
Datum:Daten bezieht. Im Laufe der Nutzung der Orthese können sich diese Daten verändern. Planen
Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnung der Belastung der Orthese auf diehier angegebenen
Sie absehbare Veränderungen bereits beim Ausfüllen dieses Versorgungsformulars mit ein (z. B. Gewichtsschwankungen, Wachstum oder Veränderungen des Muskelstatus).
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des Patienten zur Bearbeitung des Auftrags sowie zur statistischen Auswertung gespeichert und genutzt werden.

Orthopädietechniker:
Firma:
Kundennummer:
Datum:Daten bezieht. Im Laufe der Nutzung der Orthese können sich diese Daten verändern. Planen
Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnung der Belastung der Orthese auf diehier angegebenen
Sie absehbare Veränderungen bereits beim Ausfüllen dieses Versorgungsformulars mit ein (z. B. Gewichtsschwankungen, Wachstum oder Veränderungen des Muskelstatus).
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des Patienten zur Bearbeitung des Auftrags sowie zur statistischen Auswertung gespeichert und genutzt werden.

Kundennummer:
Datum:Daten bezieht. Im Laufe der Nutzung der Orthese können sich diese Daten verändern. Planen
PAT
I EBerechnung
N T E N Dder
ATBelastung
E N der Orthese auf die hier angegebenen
Bitte beachten Sie, dasssich dieSie absehbare Veränderungen bereits beim Ausfüllen dieses Versorgungsformulars mit ein (z. B. Gewichtsschwankungen, Wachstum oder Veränderungen des Muskelstatus).
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des Patienten zur Bearbeitung des Auftrags sowie zur statistischen Auswertung gespeichert und genutzt werden.
PAT
I EBerechnung
NPatientenname
T E N Dder
ATBelastung
E N der Orthese auf die hier angegebenen
Bitte beachten Sie, dasssich dieDaten bezieht. Im Laufe der Nutzung
der Orthese können sich diese Daten verändern.
PlanenKörpergewicht
Bein
Geburtsjahr
Sie absehbare Veränderungen bereits beim Ausfüllen dieses Versorgungsformulars mit ein (z. B. Gewichtsschwankungen, Wachstum oder Veränderungen des Muskelstatus).

+ Erfassung und Dokumentation aller relevanter Patientendaten

PAT I E NPatientenname
T E N D AT E N

kg

Körpergewicht

Geburtsjahr

linkes Bein
rechtes Beinlinkes Bein

Bein

Bein

kg
Nutzen Sie zwei Versorgungsformulare,
Aus datenschutzrechtlichen Gründen
Körpergröße
Geschlecht
rechtes
wenn Beinsich die folgenden Punkte bei beinur die ersten beiden Buchstaben deslinkes Bein den Beinen voneinander unterscheiden.
Körpergewicht
Vornamens und Geburtsjahr
Nachnamens angeben.
kg BeinAus datenschutzrechtlichen Gründen
Nutzen Sie zwei Versorgungsformulare,
Körpergröße
Geschlechtweiblich
rechtescm
nur die ersten beiden Buchstaben deswenn Beinsich die folgenden Punkte bei beimännlich
linkes Bein den Beinen voneinander unterscheiden.
Vornamens und Nachnamens angeben.
kg
Nutzen Sie zwei Versorgungsformulare,
Aus datenschutzrechtlichen Gründen
Körpergröße
Geschlechtweiblich
rechtescm
wenn Beinsich die folgenden Punkte bei beinur die ersten beiden Buchstaben desmännlichden Beinen voneinander unterscheiden.
Vornamens und Nachnamens angeben.
Erkrankungenund EinschränkungenNutzen Sie zwei Versorgungsformulare,
Aus datenschutzrechtlichen Gründen
weiblich
Körpergröße
Geschlecht
cm wenn sich die folgenden Punkte bei beinur die ersten beiden Buchstaben desmännlichden Beinen voneinander unterscheiden.
Vornamens und Nachnamens angeben.
Patientenname

mit Versorgungsformularen+ Grundlage zur Kommunikation mit unserem Technischen Support+ Basis für die Nutzung des Orthesen-Konfigurators

Erkrankungen und Einschränkungenweiblichcm
männlichverwenden sie das
Allgemeine Versorgungformular nur bei Erkrankungen und Einschränkungen, für die kein spezifisches Versorgungsformular im Download-Bereich verfügbar ist.
ErkrankungenBitteundEinschränkungenverwenden sie das Allgemeine Versorgungformular nur bei Erkrankungen und Einschränkungen, für die kein spezifisches Versorgungsformular im Download-Bereich verfügbar ist.
ErkrankungenBitteundEinschränkungenSchuhmaße
Bewegungsfreiheit im OSG
Bitte verwenden sie das Allgemeine Versorgungformular nur bei Erkrankungen und Einschränkungen, für die kein spezifisches Versorgungsformular im Download-Bereich verfügbar ist.

Schuhmaße
Schuhgröße (EU)

Bewegungsfreiheit im OSG(Fußlänge + 1,5 cm) x 1,5

Bitte verwenden sie das Allgemeine Versorgungformular nur bei Erkrankungen und Einschränkungen, für die kein spezifisches Versorgungsformular im Download-Bereich verfügbar ist.

Schuhmaße
Schuhgröße (EU)

(Fußlänge + 1,5 cm) x 1,5Absatzhöhe (A)Schuhmaße
Schuhgröße (EU)

(Fußlänge + 1,5 cm) x 1,5Absatzhöhe (A)Schuhgröße (EU)

Bewegungsfreiheit im OSG
Sprengung (x = A - B)
Bewegungsfreiheit im OSG
mmSprengung (x = A - B)
mm

(Fußlänge + 1,5 cm) x 1,5(B)Sprengung (x =Höhenausgleich
mm (C)
AbsatzhöheC (A) Sohlendicke mm
A - B)
x

A

B

x

C

B

A

Dorsalmm

mmHöhenausgleich
mm (C)

Sohlendicke mm
(B)

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
°

°
°
°

°

°

°

°

Plantar

°

A

°

°

PlantardPlantardInstabilitäten/Fehlstellungen auf Knieebene
B
C
DorsalPlantarmmHöhenausgleich (C)mmSohlendicke (B)physiologische
Stellungauf KnieebenexInstabilitäten/FehlstellungenA
B
mm
mm Valgusfehlstellung
Varusfehlstellung
physiologische Stellungauf Knieebene
Instabilitäten/Fehlstellungen
mit Orthesemit Orthese
Varusfehlstellung
Valgusfehlstellungzu erwarten
zu erwarten
maximalauf Knieebene
maximalphysiologische Stellung
Instabilitäten/Fehlstellungen
mit Orthesemit Orthese
Varusfehlstellung
Valgusfehlstellungzu erwarten
zu erwarten
maximalmaximalphysiologische Stellung
mit Orthesemit Orthese
Varusfehlstellung
Valgusfehlstellungzu erwarten
zu erwarten
maximalmaximalphysiologischer Bewegungsumfang
mit Orthesemit Orthesezu erwarten
zu erwarten
maximalmaximalHyperextension
Extensionslimitierung
physiologischer Bewegungsumfang
mit
Orthesemaximalemit OrtheseHyperextension
Extensionslimitierung
Extensionzu erwarten
physiologischermaximal
Bewegungsumfangzu erwarten
mit Orthesemaximalemit OrtheseHyperextension
Extensionslimitierung
Extensionzu erwarten
physiologischermaximal
Bewegungsumfangzu erwarten
mit Orthesemaximalemit OrtheseHyperextension
Extensionslimitierungmaximalzu erwarten
Extensionzu erwarten
mitmaximalemit Orthese
FIOROrthese& GENTZ
maximalzu
erwarten
Extension+49 zu4131erwarten
24445-0
Dorette-von-Stern-Straße
5
Gesellschaft
für Entwicklung und Vertrieb
info@fior-gentz.dexdd

Dorsal
Dorsalmm(B)Sprengung (xmmmm (C)
AbsatzhöheC (A) Sohlendicke mm=Höhenausgleich
A - B)°

WWW.FIOR-GENTZ.DE
		 DOWNLOADS/VERSORGUNGSFORMULARE

Körpergewicht

Geburtsjahr

PAT I E NPatientenname
T E N D AT E N

°

°

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
+49 4131 24445-57
21337 Lüneburg (Deutschland)von orthopädietechnischen Systemen mbH
www.fior-gentz.de
FIOR GENTZ+49
4131
24445-0
Dorette-von-Stern-Straße
5
Gesellschaft
info@fior-gentz.de° für Entwicklung°und Vertrieb 21337 Lüneburg (Deutschland) +49 4131Seite° 24445-57°
1
von orthopädietechnischen Systemen mbH
www.fior-gentz.de&

FIOR & GENTZ+49 4131 24445-0
Dorette-von-Stern-Straße 5
info@fior-gentz.deGesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
Seite 1+49 4131 24445-57
21337 Lüneburg (Deutschland)
www.fior-gentz.de
von orthopädietechnischen Systemen mbH
FIOR & GENTZ+49 4131 24445-0
Dorette-von-Stern-Straße 5Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
info@fior-gentz.de
Seite 1+49 4131 24445-57
21337 Lüneburg (Deutschland)von orthopädietechnischen Systemen mbH
www.fior-gentz.de

Seite 1

2. PLANUNG DER ORTHESE+ optimale, effiziente Zusammenstellung aller Systembauteile
durch Empfehlungen für die Orthesenkonstruktion im
Orthesen-Konfigurator+ Vorschläge für Materialien, Werkzeuge und vieles mehr
+ Kalkulationsempfehlung auf Basis der Konfiguration
für den Kostenträger+	Anbindung an den Webshop zur Angebotsanfrage
und Bestellung
A3

WWW.ORTHESEN-KONFIGURATOR.DE3. MODELLTECHNIK+ Positionierung der mechanischen Drehpunkte auf Knöchel- und Kniehöhe+ Gipsnegativ- und Gipspositiv-Erstellung als Basis für den Bau der Orthese+ Gipspositiv-Modellierung als Vorbereitung für eine optimale Passform undharmonische Optik der Orthese

4. HERSTELLUNG DER ORTHESE+ Anfertigung einer kompletten Orthese nach Anleitung unserer Online-Tutorials+ kurze, spezifische Anleitungen für besondere Arbeitstechniken undausgewählte Produkte+ vollständige Arbeitstechniken oder explizite Beispiele
zu einzelnen Schritten und Systemgelenken+ Systembauteile und Materialien nach dem FIOR & GENTZ Orthesenkonzept

5. ÜBERGABE DER ORTHESE+ Überprüfung des Aufbaus, der Funktion
und des komfortablen Sitzes der Orthese+ Qualitätskontrolle auf der Werkbank sowie
statisch und dynamisch am Patienten+ Dokumentation der Versorgungsergebnisse mit dem
Protokoll zur Überprüfung der Orthesenfunktion
WWW.FIOR-GENTZ.DE		 ONLINE-TUTORIALS\ÜBERGABE DER ORTHESE

Protokoll zur
ProtokollÜber
prüfung derzur Überprü
Orthesenfunk

Firma:
Firma:
Orthopädie
Orthopäd
techniker:
ietechnikePatient:r:
Patient:

fung der Orthtionesenfunktion
1

Kundennu

mme

1

r:
Datum: Kundennumme
Das Protor:
Das kollzur Überp
Protokol
KostenträgDatum:
rüfung derer:
für die aktue l zur Überprüf
Kostsenfunktio
ungOrtheenträger:lle Orthese.
der Orthn wird durchesenfunk
für die aktu
nachtion wird geführt:einer Wartelle Orthdurchgef
gefertigt am:
ung. ese.
ührt ...
nach einer
zur Planu
ng einerWart
durchgefüh
ung.
neue
n
zur
rt am:
für die Überg Planung
Orthe
abe einer einer neue se.
gefertigt
für die Über
neue
n
am:
gabe einer n OrtheOrth
se. ese.
durchgef
neuen Orthgefertigtührt am:am:
1. Orthesese.

endaten

AFO
Orthesend
gefertigt
KAFO
aten
am:
Fußteil:KO
AFO
Orthoproth
KAFO
ese
kurz
Fußteil:KOlang undKnöchelge
Orthoproteilflexibel
lenk:
these
kurz
laterallang undrigidelang undKnöchelg
teilflelenk:
medial exibel
NEURO laterlang
und rigidalekein Knöc
NEURO
helgelenk
Sonstiges: NEURO
medialkein Knöc
helgelenk
Kniegelenk
kein Knöc:
lateralhelgelenk Sonstiges:
NEURO
Sonstiges:
medialKniegelenkein Knöc
NEUROk:helgelenk
later
Sons
Gelenkschi altiges:NEURO
ene KSkein Knieg
Gelenkschi
elenk
NEURO
ene KS medial
Sonstiges:
kein Knieg
Gelenksc
elenk
Entspricht
hiene KSdie Orthe
Sonstiges:
se der Konfi kein Knie
NEURO
gurationse gelenk
Gelenksc
Sonstigesmpfehlung?
hiene KS:
2. Kontroljakein Knie
le des Auf
gelen
teilw
1. Kontro
eise kbaues derSonstiges
nein
Ort
Stellen Sie lle des Auf:baus der hese auf der We
die OrtheseStell
für die folgeOrtrkbank
2.1 Die Läng en Sie die Orthnden Abschese auf
e des Fußte
ese für diehnitte in der We
den Schu rkbank
iles
folgenden
1.1 Die3.
h.
Länge des der Orthese entsp
jaAbschnitt
richt
Fußteiles
der Innene in den Schu
KAFO
der Orthlänge des h.
Bezugspunk
2.2 Die Sprenjanein
ese ents
Schuhes.
t:pricht dergung vonnein
Trochanter
major
Fußteil undInnenlän
ge des Schu
Schuh stimm
ja 1.2hes.
t überein.
Die Sprengung von nein
2.3 Der Spitz
Fußteil und
KAFO
enhub ist
Schu
korre
h
kt
stim
ja
berücksich
mt überein.
ja
nein
tigt.
nein
1.3 Der
Spitzenhub von Fußt
AFO
eil und Schu
Bezugspunk
Online-Tut
jah stimmt
orial
t:
nein
Mitte des50überein.
Begutacht
50 ap-Maßes
en Sie den
auf Knieebe
ne
Aufbau derderBegu
rechttachs darge
Orthese vonten stellten Position
Sie denlateral. Halte
Aufbau und überpBeda
AFO
n Sie dieder Orth rüfen
2.4 Der Aufbrf in der rechts
Orthese bei
ese von Sie die Ansc
darg
Bedarf inlateral.
hläge.
1.4 Dieau der Orthese passtestellten Posit
HaltenAnschläg
Sie die Orthjae aller Gelezur Grafik. ion und überprüf
ese beien Sie die
nke werd
en erreicht.
Anschläg
2.5 Die Anscja
nein
nein
e.
hläge aller
Gelenke werdja
en erreicht.
nein
Gesells
chaft
Gesellfür Entwic
schaftvonvonfür Entwi
klung undorthopcklung undädietec
VertrieborthophnischädieteVertrieen System
chnisc-von-Stern-St
hen Systemen mbH b Dorette
Dorette-von-Sternraße 5
en mbH 21337
Lünebu-Straße 521337
rg (Deuts
Lünebchland)urg (Deuts
chland)PR9080_DE_P

rotokoll_Orthe

senfunktion_zi.indd

1

⅓

Grundaufbau+49 413124445-0+49+494131
4131
24445-02444557+49 413124445-57

⅓

Grundaufb

⅓

auLotbeder Orthezugsflächeseder Orthese

info@fior-gen
tz.de
info@
www.fifior-genor-gentz.de
tz.de
www.fior-gen
tz.de

07.09.2018

10:03:47

6. WARTUNG DER ORTHESE+ Überprüfung des Systemgelenks auf Verschleiß und Funktionalität+ Untersuchung auf Spiel und Leichtgängigkeit+ Reinigung und Kontrolle der einzelnen Systembauteile
A4

Webshop und Orthesen-Konfigurator

WEBSHOP
Der Webshop stellt Ihnen in einer anwendungsfreundlichen und interaktiven Oberfläche das gesamte
FIOR & GENTZ Produktsortiment zur Verfügung – von Systemgelenken bis zu Orthesenschuhen. Sie finden
außerdem immer die passenden Werkzeuge, Materialien und Zubehörteile zugehörig zum ausgewählten
Produkt.
komplettes FIOR & GENTZ
Sortiment auf einen Blickauf den Kundenzugeschnittene Nettopreise

Direktübergabe vom
Orthesen-Konfigurator zum
Webshopmehrere individuelle
Login-Möglichkeiten für eine
Firma

Abbildung aller Artikel, auchmit Detailzeichnungen undFunktionsvideos

gelenkspezifische
Wartungspläne zum
Herunterladen

Historie der getätigten
BestellungenAnlage von Einkaufslisten fürspäter anstehende Bestellungen

WEBSHOP.FIOR-GENTZ.DE

A5

ORTHESEN-KONFIGURATOR
Mit dem Orthesen-Konfigurator können Sie eine reproduzierbare Orthese erstellen sowie
die Orthesendaten speichern – ein wichtiger Baustein für Ihre dokumentierte Versorgung.
Füllen Sie das Versorgungsformular aus und rufen Sie den Orthesen-Konfigurator über unsere Website
oder www.orthesen-konfigurator.de auf. Sie werden anschließend durch folgende Schritte geführt:1

Patientendaten

2

Systembauteile3

Individuelle Anpassungen

4

Ergebnis

Im ersten Schritt geben Sie alle Patientendaten an,
die für die Planung Ihrer Orthese relevant sind.

In diesem zentralen Abschnitt erhalten Sie Vorschläge
zum Orthesendesign und zu Systembauteilen.
Die Vorschläge sind funktionell auf die
Patientendaten abgestimmt und werden den zu
erwartenden Belastungen gerecht.

Im dritten Schritt können Sie die Form und das
Material Ihrer Systemgelenke anpassen.

Im letzten Schritt können Sie Ihr Konfigurationsergebnis
speichern, versenden und zur Versorgungsdokumentation
ausdrucken. Des Weiteren können Sie sich eineKalkulationsempfehlung erstellen lassen und Artikel
direkt über den Webshop bestellen.

A6

Aktuelles

FIOR & GENTZ AUF SOCIAL MEDIAOb als Anwender/in oder Orthopädietechniker/in: Teilen Sie
Ihre Fotos und Storys mit unseren Produkten mit #fiorgentz.
Wir freuen uns über jedes Feedback und möchten diesePlattform nutzen, um einen regen Austausch von Erfahrungenund das Teilen von Erkenntnissen zu ermöglichen.
Zusammen machen wir Orthesen sichtbar und erzählen dieGeschichten, die hinter den Posts stecken.

FOLGEN SIE UNS UND
NUTZEN SIE UNSEREN HASHTAG:#FIORGENTZ@FIORGENTZ

EXPERTMAIL
In unserem Newsletter EXPERTMAIL finden Sie alle
Neuig­keiten auf einen Blick. Themen aus den Bereichen
Orthesenbau, neue Funktionen von Systemgelenken,
Orthesen-Konfigurator sowie aktuelle Informationen zu
neuen Produkten, Änderungen und Erweiterungen werden
hier behandelt. Für Orthopädietechniker/innen und alle
Interessierten.
Abonnieren Sie die EXPERTMAIL auf unserer Website.
WWW.FIOR-GENTZ.DE
		 UNTERNEHMEN\EXPERTMAIL
A7

Systemknöchelgelenke
jetzt mit

+ EINFACH UND SCHNELL

IN DER MONTAGE+ FLEXIBEL IM EINSATZ

Unsere Systemknöchelgelenke mit

Modularität verfügen über baugleiche Systemfußbügel, Gelenkoberteile undMontage-/ Gießdummys. Alle funktionalen Unterschiede liegen in der Funktionseinheit. Die gelenkspezifische Funktionseinheit
ist alles, was Sie benötigen, um zwischen Systemknöchelgelenken mit

Modularität umzurüsten.

A8

Gelenkübersicht Systemknöchelgelenke
Dorsalanschlag

OHNE DORSALANSCHLAG
frei

dynamischstatischdynamisch A

dynamisch B

kein Knöchelgelenk

Plantaranschlagfrei

ab Katalogseite A10.1

statischab Katalogseite A10.1

ab Katalogseite A20.1

ab Katalogseite A30.1

ab Katalogseite A40.1

MIT STATISCHEM DORSALANSCHLAG
dynamischstatischdynamisch A

dynamisch B

A9kein Knöchelgelenk

statischab Katalogseite A10.1

ab Katalogseite B10.1

ab Katalogseite B20.1

ab Katalogseite B30.1

ab Katalogseite B40.1

ab Katalogseite B50.1

ab Katalogseite B60.1

ab Katalogseite B70.1

hlag

MIT DYNAMISCHEM DORSALANSCHLAG
frei

dynamischstatischkein Knöchelgelenk

dynamisch A

dynamisch B

chlag

statischab Katalogseite C10.1

ab Katalogseite C20.1

ab Katalogseite C30.1

ab Katalogseite C40.1

G R+
HiSWINNEURO

Die Darstellung der Systemknöchelgelenke ist mit Ausnahme von NEURO CLASSIC Carbon (16 mm) in der Systembreite 20 mm.

frei

lenke
e
g
t
s
e
T Katalogseitabab Katalogseite C50.1

2

C50.1

ab Katalogseite C60.1

A10

Gelenkübersicht Systemkniegelenkeohne Fußheberfunktion

mit Fußheberfunktion

FREI BEWEGLICH OHNE RÜCKVERLAGERUNG

nschlagfrei beweglichohne Rückverlagerung

frei/ohne

dynamischfrei beweglich
mit Rückverlagerungz e r o statischautomatischgesperrt

kein Knöchelgelenk

zeroExtensionsanschlag
statisch einstellbar

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar

anschlag
Extensionsanschlag
statischfrei

ne Fußheberfunktion

frei beweglich
ne Rückverlagerungxtensionsanschlag
statischdynamisch A

Extensionsanschlag
statisch austauschbar

dynamisch B

statischab Katalogseite D10.1

ab Katalogseite D20.1

mit Fußheberfunktion

FREI BEWEGLICH MIT RÜCKVERLAGERUNG
frei beweglich
mit Rückverlagerung

Extensionsanschlag
statisch austauschbar

A11

automatischExtensionsanschlag
statisch einstellbar

gesperrt

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar

ab Katalogseite E10.1

ab Katalogseite E20.1

ab Katalogseite E30.1

ab Katalogseite E50.1

ab Katalogseite E60.1

ab Katalogseite E70.1

ab Katalogseite E40.1

it Fußheberfunktion

AUTOMATISCH

frei beweglich
mit Rückverlagerung

statisch

automatischgesperrt

kein Knöchelgelenk

NEURO
Extensionsanschlag
statisch austauschbar

Extensionsanschlag
statisch einstellbar

lenke
e
g
t
s
e
T Katalogseit

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar

abdynamisch B

NIC

HiTRO

1
F30.1

statischab Katalogseite F10.1

ab Katalogseite F20.1

ab Katalogseite F30.1

GESPERRT
automatischgesperrt

SPERRFUNKTION

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar

ab Katalogseite G10.1

ab Katalogseite G20.1

Die Darstellung der Systemkniegelenke ist in der Systembreite 20 mm.

Extensionsanschlag
statisch einstellbar

ab Katalogseite G30.1

RASTENSPERRFUNKTION

ab Katalogseite G40.1

ab Katalogseite G50.1

A12NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

dynamisch
frei

Plantaranschlag

Dorsalanschlag

Dorsalanschlag
Plantaranschlag

kein Knöchelgelenk
statischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

ohne
frei beweglicher
Plantaranschlag
Systemfußbügel

dynamischstatisch
frei
frei

ohne
frei beweglicher
Plantaranschlag
Systemfußbügel

kein Knöchelgelenk
dynamischdynamischfrei A

Anpassungsmöglichkeiten

statisch BA
dynamischdynamischstatischstatischer
Systemfußbügel

keinstatisch
Knöchelgelenk
dynamisch B

einfeilbar

Weitere Funktionen
dynamisch A

dynamischfrei Bstatischdynamisch A

dynamisch B

statischstatischer
Systemfußbügel
statischeinfeilbar

ohne durch Einfeilen
frei

NEURO CLASSIC-SWING

statischdynamischDorsalanschlag

ohne durch Einfeilen
statisch

Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität und auch als Mitläufer für
NEURO CLASSIC-SPRING und NEURO CLASSIC-SWING einsetzbar.
Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer mit passendem Systemfußbügel umrüstbar auf das Hauptgelenk durch Austauschen der
Deckplatte gegen die jeweilige Funktionseinheit/Deckplatte.
Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk mit plug + go Modularität ist umrüstbar auf die NEURO SWING,NEURO SWING-CLASSIC, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING,NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit und desSplintbolzens und bei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

A10.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A10.2

NEURO CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite a
MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

b

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

13

17

22

25

c

28

Gelenkhöhe

40

50

62,5

68,5

74

Gelenkdicke

8

9

10

11,5

12

10 mm

12 mm

20 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

Stahl

Stück

15

28

43

60

85

Titan

Stück

-

19

30

41

56

NEURO CLASSIC-SPRING

Material

Das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe

NEURO CLASSIC-SWING

20 mm

Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A10.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

A10.3

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSICNEURO CLASSIC

geradeAbb. 1nach innen gekröpft
Abb. 2nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Bein

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

SF1200-ST/LR

SF1201-ST/LR

SF1202-ST/LR

SF1203-ST/LR

SF1205-ST/LR

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

SF1201-TI/LR

SF1202-TI/LR

SF1203-TI/LR

SF1205-TI/LR

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

SF1220-ST/LR

SF1221-ST/LR

SF1222-ST/LR

SF1223-ST/LR

SF1225-ST/LR

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

SF1221-TI/LR

SF1222-TI/LR

SF1223-TI/LR

SF1225-TI/LR

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SF1240-ST/LR

SF1241-ST/LR

SF1242-ST/LR

SF1243-ST/LR

SF1245-ST/LR

SF1241-TI/LR

SF1242-TI/LR

SF1243-TI/LR

SF1245-TI/LR

NEURO CLASSIC Carbon

Material

nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Bein

Stahl

linkes oder rechtes

ME
Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

NEURO CLASSIC-SPRING

Material

NEURO CLASSIC-SWING

A10.4

Ersatzteile NEURO CLASSICNEURO CLASSIC

Ersatzteile

3
5
4

6
7

1

NEURO CLASSIC Carbon

2

4

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

2

NEURO CLASSIC-SPRING

3

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0480

SB7049-L0540

SB8559-L0580

SB9669-L0710

SB1069-L0760

Splintbolzen, kurz

2-3SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

2-3
2-3

SF0330-P/ST

2-3-

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl-

2-3

NEURO CLASSIC-SWING-

Bezeichnung

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

3

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-*

GS1407-*

GS2009-*

GS2210-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5SF0160-AL

SF0161-AL

SF0162-AL

SF0163-AL

SF0165-AL

Deckplatte

6

SC1403-L08

SC1404-L08

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

Senkschraube mit Innensechsrund

7

SC1403-L08

SC1404-L08

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1406-L12

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

1, 5–7

SF1970-AL

SF1971-AL

SF1972-AL

SF1973-AL

SF1975-AL

Funktionseinheit plug + go Modularität

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A10.7.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

A10.5

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSIC* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.

Artikelnummer für Systembreite

GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,55 mm0,50 mmNEURO CLASSIC

10 mm

0,60 mm

Passfedernset
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

ohne Abb.

12 mm

SF0390SF039114 mm
SF0392

16 mm

20 mm

SF0393

Bezeichnung

SF0395

Passfedernset

ME
SetDas Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen (8, 9)

NEURO CLASSIC Carbon

9

Deckplattenverpresshilfe (10)

8
8a

8
9

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

8

SF0950-LR1*

SF0951-LR1*

SF0952-LR1*

SF0953-LR1*

SF0955-5LR1*

Montage-/Gießdummy, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)*

Satz

8a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

1/Y

2/Z

4/B

5/C

7/C

Laserbeschriftung-

9

Bezeichnung

ME

NEURO CLASSIC-SPRING

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen* Diese Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe
Pos.

10 mm

10

WE5000-SF

Artikelnummer für Systembreite
12 mm
14 mm
16 mm
WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

20 mm

Bezeichnung

WE5002-SF

Deckplattenverpresshilfe (Pressschraube und Unterlegscheibe)

ME
Satz

NEURO CLASSIC-SWING

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

A10.6

NEURO CLASSIC

Systemfußbügel NEURO CLASSIC – gekröpft, frei beweglich

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite
Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft, frei beweglich
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB1070-LR/ST3

FB1071-LR/ST3

FB1082-LR/ST4

FB1093-LR/ST4

FB1015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

32

41

68

109

137

FB1170-L/ST1

FB1171-L/ST1

FB1182-L/ST1

FB1193-L/ST1

FB1115-L/ST1

FB1170-R/ST1

FB1171-R/ST1

FB1182-R/ST1

FB1193-R/ST1

FB1115-R/ST1

Niet-Fußbügel

NEURO CLASSIC-SPRING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Bein/Beinseite
linkes oder rechtes

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

30

39

50

58

68

Gewicht [g]

9

15

30

49

64
FB1215-LR/ST3

Tiefzieh-Fußbügel

FB1270-LR/ST2

FB1271-LR/ST2

FB1282-LR/ST2

FB1293-LR/ST2

Länge ab Bohrungsmitte [mm]linkes oder rechtes

Stück

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

13

19

32

49

60

	Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel

NEURO CLASSIC-SWING

20 mm

mit Hilfslinien versehen, mit denen man
den Gelenkwinkel ablesen kann.

	Die Gleitbuchsen für die Systemfußügel finden Sie auf Katalogseite A10.9.

A10.7

Systemfußbügel NEURO CLASSIC – gekröpft, statisch

NEURO CLASSIC

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

gekröpft, statisch
Artikelnummer und Maße für Systembreite
ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB2070-LR/ST3

FB2071-LR/ST3

FB2082-LR/ST4

FB2093-LR/ST4

FB2095-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

70

111

141

FB2170-L/ST1

FB2171-L/ST1

FB2182-L/ST1

FB2193-L/ST1

FB2195-L/ST1

FB2170-R/ST1

FB2171-R/ST1

FB2182-R/ST1

FB2193-R/ST1

FB2195-R/ST1

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Bein/Beinseite
linkes oder rechtes

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

30

39

50

58

68

Gewicht [g]

10

17

32

56

68
FB2295-LR/ST3

Tiefzieh-Fußbügel

FB2270-LR/ST2

FB2271-LR/ST2

FB2282-LR/ST2

FB2293-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]linkes oder rechtes

Stück

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

20

34

53

65

NEURO CLASSIC Carbon

Bezeichnung

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A10.8

NEURO CLASSIC

Systemfußbügel NEURO CLASSIC – gerade, statisch

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Schuhplatten-Fußbügel*Borggreve-Fußbügel**gerade, statisch

NEURO CLASSIC Carbon

Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB2070-ST/3

FB2071-ST/3

FB2082-ST/4

FB2093-ST/4

FB2095-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

70

111

141

FB2170-ST/1

FB2171-ST/1

FB2182-ST/1

FB2193-ST/1

FB2195-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

31

40

51

59

69

Gewicht [g]

10

17

32

56

68

FB2270-ST/2

FB2271-ST/2

FB2282-ST/2

FB2293-ST/3

FB2295-ST/3

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

20

34

53

65

Schuhplatten-Fußbügel--

FB1542-ST/4

FB1553-ST/5

FB1555-ST/6

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

Stück

-

-

145

165

185

Gewicht [g]

-

-

59

93

106

Einsteckbreite* [mm]

-

-

19

22

22

-

FB9071-ST/3

FB9082-ST/4

FB9093-ST/4

FB9095-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

-

113

125

145

165

Gewicht [g]

-

42

71

112

143

NEURO CLASSIC-SPRING

Borggreve-Fußbügel**

Stück

* B
 ei dem Schuhplatten-Fußbügel entspricht die Einsteckbreite der Halsbreite.
** f ür die Versorgung von Patienten mit Umkehrplastik nach Borggreve (Systemfußbügelgeometrie konzipiert in Zusammenarbeit mit der OrthopädietechnikAbteilung der Universität Heidelberg Literatur: Janßen E., Konstruktionskriterien für die Versorgung mit einer Umkehrplastik, Orthopädie-Technik 11/2002)

Montage-/Gießdummy

Montage-/Gießdummy für den Borggreve-Fußbügel**
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

ME

1

-

SF0911-LR**

SF0912-LR**

SF0913-LR**

SF0915-LR**

Montage-/Gießdummy(1 Dummy mit Schraube)**

Stück

1a

-

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit
Innensechskant

Stück

1

1a

** D
 ieser Montage-/Gießdummy wird in Verbindung mit einem Borggreve-Fußbügel benötigt und wird Ihnen bei Bestellung
dieses Fußbügels mitgeliefert.

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO CLASSIC-SWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

2

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

Bezeichnung
Gleitbuchse	Alle Systemfußbügel des NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

A10.9

2

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:

10°

8°

6°

4°

2°

Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet.

	Im Kopfbereich ist jeder Systemfußbügel

Er kann auch einlaminiert werden.

mit Hilfslinien versehen, die ein

NEURO CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:präzises Einfeilen in Plantarflexion und
Schuhplatten-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in Schuhplatten gesteckt.

Dorsalextension erleichtern.
	Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel
mit Hilfslinien versehen, mit denen man

Borggreve-Fußbügel:den Gelenkwinkel ablesen kann.

Dieser Systemfußbügel wird für die Herstellung einer Orthoprothese zur Versorgung
einer Umkehrplastik nach Borggreve verwendet.

NEURO CLASSIC Carbon
NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A10.10NEURO CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität

NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite
Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1
68

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Bein/Beinseite
linkes oder rechtes

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

28

40

54

64

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO CLASSIC-SWINGNEURO CLASSIC-SPRING

20 mm

A10.11linkes oder rechtes

StückSystemfußbügel plug + go Modularität – gerade

NEURO CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1
69

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

29

41

55

65

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

NEURO CLASSIC Carbon

Bezeichnung

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse

NEURO CLASSIC-SPRING

	Alle Systemfußbügel plug + go Modularität des NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter
Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

A10.12NEURO CLASSIC-SWING

	Im Halsbereich ist jeder

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

statischkein Knöc

Plantaranschlag

Dorsalanschlag

NEURO CLASSIC-SWING

dynamisch

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

dynamischohnefrei beweglicher Systemfußbügel

statischkein Knöchelgelenkohnefrei beweglicher Systemfußbügel
frei

dynamisch A

dynamisch B

Plantaranschlag

Das NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk ist ein wasserfestes ultraleichtes Systemknöchelgelenk aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.
Das NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für das Systemknöchelgelenk NEURO SWING Carbon einsetzbar.
frei

A20.1

dynamisch A

dynamisch B

statisch

2024-05

statiKonfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A20.2

NEURO CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC Carbon

16 mmGelenkmaße [mm]NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite a
MaßBezeichnung
Gelenkkopfbreite

32cGelenkhöhe

64

Gelenkdicke

17

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material

ME
Stück

NEURO CLASSIC-SPRING

CarbonDas NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Set 2-Komponenten-Klebstoff mit Primer

NEURO CLASSIC-SWING

16 mm

b

Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Systemfußbügel und Systemanker bestellen Sie bitte separat.
Systemfußbügel finden Sie auf Katalogseite A20.7.
Spezielle Systemanker für das NEURO CLASSIC Carbon finden Sie ab Katalogseite J9.

A20.3

16 mm
46

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
CarbonBeinlinkes oder rechtes

ME
Stück

NEURO CLASSIC Carbon

Material

16 mm
SF1203-C/LR

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A20.4

Ersatzteile NEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

Ersatzteile

4
5

NEURO CLASSIC Carbon

1

3

NEURO CLASSIC-SPRING

3

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

16 mm

Bezeichnung

1SF0593-C/1

Splintbolzen

2SF0103-C

Gelenkgehäuse

3

GS2413-*Gleitscheibe*

4SF0593-C/2

Deckscheibe

5

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund* Gleitscheiben
Artikelnummer für Systembreite
16 mm
Ø = 24 mm
GS2413-040
GS2413-045

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS2413-040. Die Dicke
dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer
Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt. Nutzen Sie zur
Positionierung der Gleitscheiben den Gleitscheibenzentrierdorn.

GS2413-050
GS2413-055
GS2413-060

0,40 mmNEURO CLASSIC-SWING

20,45 mm

Systemfußbügel finden Sie auf Katalogseite A20.7.
Spezielle Systemanker für das NEURO CLASSIC Carbon finden Sie ab Katalogseite J10.
Den Gleitscheibenzentrierdorn finden Sie auf Katalogseite K11.

A20.5

0,50 mm0,55 mm0,60 mmWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSIC Carbon
Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO CLASSIC

6
6
7

6a

7

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

16 mm

BezeichnungME

6SF0913-C/LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

6a

SC1055-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung-

7

NEURO CLASSIC Carbon

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A20.6

NEURO CLASSIC

Systemfußbügel NEURO CLASSIC Carbon – gekröpft, frei beweglich

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite
Maß [mm]

16 mm

Dicke

3,0

Halsbreite

26,6

Bohrungsdurchmesser

13,0

gekröpft, frei beweglich
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

Bein/Beinseite

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts lateral

ME

16 mm
FC1193-L/ST1

Stück

FC1193-R/ST1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]58

Gewicht [g]49Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO CLASSIC-SPRING

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite
Pos.
1

16 mm
BR1312-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse	Der Systemfußbügel des NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenks wird mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:NEURO CLASSIC-SWING

Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.

	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

A20.7

NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A20.8

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

statischkein Knöchelgelenk

Dorsalanschlag

Hauptfunktion

Plantaranschlag

frei

dynamischohne
Auslieferungszustand: statischAnpassungsmöglichkeiten

NEURO CLASSIC-SWING

dynamisch

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

statischkein Knöchelgelenk

ohne (mit Fußheberfunktion)

frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Plantaranschlag

einfeilbar
ohne durch Einfeilen

Das NEURO CLASSIC-SPRING Systemknöchelgelenk mit Passfedern ist umrüstbar auf Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität durch Einfeilen
des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit und bei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage. Zudem ist es
umrüstbar auf das NEURO CLASSIC frei beweglich durch Einfeilen des Systemfußbügels und Austauschen der Deckplatte sowie auf das
NEURO CLASSIC-SWING durch Austauschen der Funktionseinheit. Das NEURO CLASSIC-SPRING Systemköchelgelenk ohne Passfedern kann nicht
frei

dynamisch A

dynamisch B

statischumgerüstet werden.

Das NEURO CLASSIC mit dem Systemfußbügel vom Hauptgelenk und das NEURO CLASSIC frei beweglich sind als Mitläufer für das
NEURO CLASSIC-SPRING Systemknöchelgelenk mit Passfedern einsetzbar.

A30.1

2024-08

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A30.2

NEURO CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC-SPRING

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite a
MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

b

Gelenkkopfbreite

24

31

37

43

51

c

Gelenkhöhe

30

38

45,5

55

67,5

Gelenkdicke

10

10

12

14

15

10 mm

12 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

21

38

62

90

131

Titan

Stück

-

29

48

70

101

NEURO CLASSIC-SPRING

Material

Das NEURO CLASSIC-SPRING Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO CLASSIC-SWING

20 mm

Montage-/Gießdummy

Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite A30.7.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A30.8.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

A30.3

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC

geradeAbb. 1nach innen gekröpft
Abb. 2nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF7200-L/ST

SF7201-L/ST

SF7202-L/ST

SF7203-L/ST

SF7205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SF7200-R/ST

SF7201-R/ST

SF7202-R/ST

SF7203-R/ST

SF7205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SF7201-L/TI

SF7202-L/TI

SF7203-L/TI

SF7205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SF7201-R/TI

SF7202-R/TI

SF7203-R/TI

SF7205-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF7220-L/ST

SF7221-L/ST

SF7222-L/ST

SF7223-L/ST

SF7225-L/ST

SF7220-R/ST

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Stück

SF7221-R/ST

SF7222-R/ST

SF7223-R/ST

SF7225-R/ST

Stück

-

SF7221-L/TI

SF7222-L/TI

SF7223-L/TI

SF7225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SF7221-R/TI

SF7222-R/TI

SF7223-R/TI

SF7225-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF7240-L/ST

SF7241-L/ST

SF7242-L/ST

SF7243-L/ST

SF7245-L/ST

SF7240-R/ST

nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SF7241-R/ST

SF7242-R/ST

SF7243-R/ST

SF7245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SF7241-L/TI

SF7242-L/TI

SF7243-L/TI

SF7245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SF7241-R/TI

SF7242-R/TI

SF7243-R/TI

SF7245-R/TI

NEURO CLASSIC-SPRING

links medial oder rechts laterallinks lateral oder rechts medial

NEURO CLASSIC Carbon

Material

NEURO CLASSIC-SWING

A30.4

Ersatzteile NEURO CLASSIC-SPRING
Ersatzteile

NEURO CLASSIC

7

8

9

10
3

NEURO CLASSIC Carbon

6

11
12

1
2

5
5

NEURO CLASSIC-SPRING

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

Oberteil ohne Passfedern (4)2

4NEURO CLASSIC-SWING

3

A30.5

Ersatzteile NEURO CLASSIC-SPRING
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

2-3

SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

2-3
2-3

-

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl-

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

2-3-

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI-

2-3

SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI-

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

3SF0330-P/ST

Bezeichnung
Splintbolzen*

SF0390-01

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl
Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

-

-

-

-

SH0815-TI

Oberteil ohne Passfedern, gerade, Titan

4

-

-

-

-

SH0835-TI

Oberteil ohne Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

4

-

-

-

-

SH0835-8/TI

Oberteil ohne Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

5

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

6

SF0760-L/AL

SF0761-L/AL

SF0762-L/AL

SF0763-L/AL

SF0765-L/AL

Deckplatte mit Passfedern, links lateral oder rechts medial

6

SF0760-R/AL

SF0761-R/AL

SF0762-R/AL

SF0763-R/AL

SF0765-R/AL

Deckplatte mit Passfedern, links medial oder rechts lateral

SF0765-3L/AL

Deckplatte ohne Passfedern, links lateral oder rechts medial

6

-

6

-

-

-

-

-

Deckplatte ohne Passfedern, links medial oder rechts lateral

SC2007-L04

SC2008-L04

SC2009-L05-

SC2011-L05-

SC2011-L05

Druckschraube

8

FE1622-01

FE1734-01

FE2736-01

FE2945-01

FE2966-02

Druckfeder, goldfarben

9SF0840-07SF0841-07SF0842-08SF0843-10SF0845-10

Bolzen10

KU1004-ST

KU1004-ST

KU1004-ST

KU1005-ST

KU1005-ST

Kugel

11

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund, mit Passfedern

12

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube) mit
Passfedern

11

-

-

-

-

SC1416-L14

Senkschraube mit Innensechsrund, ohne Passfedern

12

-

-

-

-

SC1416-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube), ohne
Passfedern

SF7970-L/AL*

SF7971-L/AL*

SF7972-L/AL*

SF7973-L/AL*

SF7975-L/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, mit Passfedern,links lateral oder rechts medial*

6-12

SF7970-R/AL*

SF7971-R/AL

SF7972-R/AL*

SF7973-R/AL*

SF7975-R/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, mit Passfedern,links medial oder rechts lateral*

6-12

-

-

-

-

SF7985-L/AL

Funktionseinheit ohne Passfedern,links lateral oder rechts medial

6-12

-

-

-

-

SF7985-R/AL

Funktionseinheit ohne Passfedern,links medial oder rechts lateral* Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

Passfedernset
Artikelnummer für SystembreitePos.
ohne Abb.

10 mm
SF039012 mm
SF0391

14 mm

16 mm

SF0392

SF039320 mm
SF0395

Bezeichnung

ME

Passfedernset

Set

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn

NEURO CLASSIC-SPRING

6-12

NEURO CLASSIC Carbon

SF0765-3R/AL

7

NEURO CLASSIC

Pos.

Passfedern ausgetauscht werden müssen.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A30.8.

z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die
Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweiseeine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

A30.6

NEURO CLASSIC-SWING

10 mm

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (1, 2, 3)

1
2

1
1a

3

3

NEURO CLASSIC Carbon

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

1SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

1a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

2

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Laserbeschriftung

-

3

7/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe

Deckplattenverpresshilfe (4)

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

4

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO CLASSIC-SWINGNEURO CLASSIC-SPRING

Artikelnummer für Systembreite

A30.7

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME
Satz

Systemfußbügel NEURO CLASSIC-SPRING – gekröpft

NEURO CLASSIC

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel
Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung
Niet-Fußbügel

Beinseite
links lateral oder rechts medial

Stück

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

FH3070-L/ST3

FH3071-L/ST3

FH3082-L/ST4

FH3093-L/ST4

FH3015-L/ST5

FH3070-R/ST3

FH3071-R/ST3

FH3082-R/ST4

FH3093-R/ST4

FH3015-R/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

166

Gewicht [g]

32

42

70

111

141

FH3170-L/ST1

FH3171-L/ST1

FH3182-L/ST1

FH3193-L/ST1

FH3115-L/ST1

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

links medial oder rechts lateralMElinks lateral oder rechts medial

Stück

FH3171-R/ST1

FH3182-R/ST1

FH3193-R/ST1

FH3115-R/ST1

30

39

50

58

68

Gewicht [g]

10

17

33

53

71

FH3270-L/ST2

FH3271-L/ST2

FH3282-L/ST2

FH3293-L/ST2

FH3215-L/ST3

links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts lateral

Stück

FH3270-R/ST2

FH3271-R/ST2

FH3282-R/ST2

FH3293-R/ST2

FH3215-R/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

20

34

53

66

NEURO CLASSIC-SPRING

FH3170-R/ST1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Tiefzieh-Fußbügel

links medial oder rechts lateral

NEURO CLASSIC Carbon

Maß [mm]NEURO CLASSIC-SWING

A30.8

NEURO CLASSIC

Systemfußbügel NEURO CLASSIC-SPRING – gerade

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Schuhplatten-Fußbügel*geradeNEURO CLASSIC Carbon

Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FH3070-ST/3

FH3071-ST/3

FH3082-ST/4

FH3093-ST/4

FH3015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

32

42

70

111

141

FH3170-ST/1

FH3171-ST/1

FH3182-ST/1

FH3193-ST/1

FH3115-ST/1
69

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

31

40

51

59

Gewicht [g]

10

17

33

53

71

FH3270-ST/2

FH3271-ST/2

FH3282-ST/2

FH3293-ST/2

FH3215-ST/3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

20

34

53

66

-

-

-

FB7553-ST/5

FB7555-ST/6

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Schuhplatten-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

-

-

-

165

185

Gewicht [g]

-

-

-

92

106

Einsteckbreite* [mm]

-

-

-

22

22

NEURO CLASSIC-SPRING* Bei dem Schuhplatten-Fußbügel entspricht die Einsteckbreite der Halsbreite.

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse

Alle Systemfußbügel des NEURO CLASSIC-SPRING Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:

10°

8°

6°

4°

2°

Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.

NEURO CLASSIC-SWING

Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.
Schuhplatten-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in Schuhplatten gesteckt.

A30.9	Im Kopfbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, die ein präzises Einfeilen in
Dorsalextension erleichtern.
	Bewegungsfreiheit in Plantarflexion
bis max. 15°
	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A30.10NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

statischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Dorsalanschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

dynamischohne
Auslieferungszustand: statischstatischfrei

Plantaranschlag

Anpassungsmöglichkeiten

NEURO CLASSIC-SWING

dynamischDorsalanschlag

Weitere Funktionen

frei

dynamisch B

statischdynamisch (mit Fußheberfunktion)

justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

einfeilbar
ohne durch Einfeilenkein Knöchelgelenk
dynamisch A

dynamisch A

dynamisch B

statisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube

statisch

Das NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität durch Einfeilen desSystemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit und bei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage. Zudem ist es
umrüstbar auf das NEURO CLASSIC frei beweglich durch Einfeilen des Systemfußbügels und Austauschen der Deckplatte sowie auf das
NEURO CLASSIC-SPRING durch Austauschen der Funktionseinheit.
Das NEURO CLASSIC mit dem Systemfußbügel vom Hauptgelenk und das NEURO CLASSIC frei beweglich sind als Mitläufer für das
NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenk einsetzbar.

A40.1

2024-04

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC-SPRINGNEURO CLASSIC-SWING

A40.2

NEURO CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC-SWING

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite a
Bezeichnung

14 mm

16 mm

b

Gelenkkopfbreite

26

32

39

46

54

c

Gelenkhöhe

40

50,3

62,5

68,5

75

Gelenkdicke

10

12

14

17

20

10 mm

12 mm

Maß

10 mm

12 mm

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material

ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

25

41

64,5

94

138

Titan

Stück

-

32

50,5

75

108

NEURO CLASSIC-SPRING* ohne Federeinheit

Das NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

NEURO CLASSIC-SWING

20 mm

Federeinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite A40.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite A40.8.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A40.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

A40.3

Systemknöchelgelenke NEURO CLASSIC-SWINGNEURO CLASSIC

geradeAbb. 1nach innen gekröpft
Abb. 2nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH3200-L/ST

SH3201-L/ST

SH3202-L/ST

SH3203-L/ST

SH3205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH3200-R/ST

SH3201-R/ST

SH3202-R/ST

SH3203-R/ST

SH3205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH3201-L/TI

SH3202-L/TI

SH3203-L/TI

SH3205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH3201-R/TI

SH3202-R/TI

SH3203-R/TI

SH3205-R/TI

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH3220-L/ST

SH3221-L/ST

SH3222-L/ST

SH3223-L/ST

SH3225-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH3220-R/ST

SH3221-R/ST

SH3222-R/ST

SH3223-R/ST

SH3225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH3221-L/TI

SH3222-L/TI

SH3223-L/TI

SH3225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH3221-R/TI

SH3222-R/TI

SH3223-R/TI

SH3225-R/TI

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH3240-L/ST

SH3241-L/ST

SH3242-L/ST

SH3243-L/ST

SH3245-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH3240-R/ST

SH3241-R/ST

SH3242-R/ST

SH3243-R/ST

SH3245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH3241-L/TI

SH3242-L/TI

SH3243-L/TI

SH3245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH3241-R/TI

SH3242-R/TI

SH3243-R/TI

SH3245-R/TI

nach innen gekröpft (Abb. 2)

NEURO CLASSIC Carbon

Material

Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite

Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite

NEURO CLASSIC-SPRING

nach außen gekröpft (Abb. 3)

NEURO CLASSIC-SWING

A40.4

Ersatzteile NEURO CLASSIC-SWINGNEURO CLASSIC

Ersatzteile

5
3
6

7

NEURO CLASSIC Carbon

1

8
2

4
4

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

Ersatzteile Schraubeinheit (5)

5a
2

5b

NEURO CLASSIC-SPRING

5c
5d

NEURO CLASSIC-SWING

3

A40.5

Ersatzteile NEURO CLASSIC-SWING
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

2-3

SF0310-P/ST

2-3
2-3

SF0330-P/ST

Bezeichnung
Splintbolzen*

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3

-

2-3

SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

3

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0313-P/ST

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5SC9609-L13

SC9611-L14

SC9612-L15

SC9614-L17

SC9618-L17

Schraubeinheit

5a

VE3771-06/11

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-11/15

VE3771-125/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

5bSC9609-L13/S

SC9611-L14/T

SC9612-L15/T

SC9614-L17/T

SC9618-L17/T

Aufbaueinstellschraube

5c

VE3771-03/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-07/10

O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube

5d

SC9606-L05

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9611-L06

Bewegungslimitierungsschraube

6

SH0360-2L/AL

SH0361-2L/AL

SH0362-2L/AL

SH0363-2L/AL

SH0355-2L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

6

SH0360-2R/AL

SH0361-2R/AL

SH0362-2R/AL

SH0363-2R/AL

SH0355-2R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

7

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

SH3970-L/AL*

SH3971-L/AL*

SH3972-L/AL*

SH3973-L/AL*

SH3975-L/AL*

Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial*

5-8

SH3970-R/AL*

SH3971-R/AL*

SH3972-R/AL*

SH3973-R/AL*

SH3975-R/AL*

Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral** Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

Passfedernset
Artikelnummer für SystembreitePos.
ohne Abb.

10 mm

12 mm

SF0390SF0391

14 mm

16 mm

SF0392

SF039320 mm
SF0395

Bezeichnung

NEURO CLASSIC Carbon

8
5-8

NEURO CLASSIC

Pos.

ME

Passfedernset

Set

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm

Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser
Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine
Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO CLASSIC-SPRING

10 mm

0,60 mmNEURO CLASSIC-SWING

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite A40.9.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

A40.6

Ersatz- und Zubehörteile NEURO CLASSIC-SWING
Federeinheiten im Koffer (1)Ersatzteile Federeinheit

NEURO CLASSIC

1a

2

1d

1b

1e

1c
1f
1g
1h

Federeinheiten im Koffer

NEURO CLASSIC Carbon

Pos.

Artikelnummer

Bezeichnung

1

SF58001 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

ohne Abb.

SF5800-0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO CLASSIC-SWING 10 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO CLASSIC-SWING 12 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO CLASSIC-SWING 14 mm

1ds. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO CLASSIC-SWING 16 mm

1e

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO CLASSIC-SWING 20 mm

1f

WZ5703-3513

1 x Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 100 mm

1g

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1h

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Federeinheiten (für ein NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenk benötigen Sie eine der folgenden Federeinheiten):

NEURO CLASSIC-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
10 mm
SF5800-15/02

12 mm
SF5801-15/03

14 mm
SF5802-15/05

16 mm
SF5803-15/07

20 mm
SF5805-15/18

Bezeichnung
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

ME
Stück

SF5800-15/04

SF5801-15/06

SF5802-15/11

SF5803-15/15

SF5805-15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/06

SF5801-10/12

SF5802-09/16

SF5803-10/21

SF5805-10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/09

SF5801-10/19

SF5802-10/29

SF5803-10/31

SF5805-10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-05/17

SF5801-05/33

SF5802-05/53

SF5803-05/63

SF5805-05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

20 mm

Ersatzteile Federeinheiten
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

2

VE3771-045/10

VE3771-06/10

VE3771-07/10

VE3771-08/10

VE3771-11/10

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit

Federeinheitengewichte [g]NEURO CLASSIC-SWING

Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

3

6

7

11

33

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

8

14

21

38

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

9

17

26

49

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

9

17

30

57

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

29

60

A40.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSIC-SWING
Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (3, 4, 5)

NEURO CLASSIC

5

4

3
3a

3
5

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

3SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

3a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

4

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

5

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO CLASSIC Carbon

Pos.

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe

Deckplattenverpresshilfe (6)Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

6

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Bezeichnung

Satz

NEURO CLASSIC-SPRING

Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)ME

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO CLASSIC-SWING

A40.8

NEURO CLASSIC

Systemfußbügel NEURO CLASSIC-SWING – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

NEURO CLASSIC Carbon

Systembreite
Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

BeinseiteME

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung
Niet-Fußbügel

links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts lateral

Stück

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

FH3070-L/ST3

FH3071-L/ST3

FH3082-L/ST4

FH3093-L/ST4

FH3015-L/ST5

FH3070-R/ST3

FH3071-R/ST3

FH3082-R/ST4

FH3093-R/ST4

FH3015-R/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

32

42

70

111

141

FH3170-L/ST1

FH3171-L/ST1

FH3182-L/ST1

FH3193-L/ST1

FH3115-L/ST1

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

links lateral oder rechts medial

FH3170-R/ST1

FH3171-R/ST1

FH3182-R/ST1

FH3193-R/ST1

FH3115-R/ST1

30

39

50

58

68

Gewicht [g]

10

17

33

53

71

FH3270-L/ST2

FH3271-L/ST2

FH3282-L/ST2

FH3293-L/ST2

FH3215-L/ST3

Tiefzieh-Fußbügel

links medial oder rechts lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]links lateral oder rechts medial

FH3270-R/ST2

FH3271-R/ST2

FH3282-R/ST2

FH3293-R/ST2

FH3215-R/ST3

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

20

34

53

66

A40.9

links medial oder rechts lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]NEURO CLASSIC-SWINGNEURO CLASSIC-SPRING

20 mm

Systemfußbügel NEURO CLASSIC-SWING – gerade

NEURO CLASSIC

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FH3070-ST/3

FH3071-ST/3

FH3082-ST/4

FH3093-ST/4

FH3015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

32

42

70

111

141

FH3170-ST/1

FH3171-ST/1

FH3182-ST/1

FH3193-ST/1

FH3115-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

31

40

51

59

69

Gewicht [g]

10

17

33

53

71

FH3270-ST/2

FH3271-ST/2

FH3282-ST/2

FH3293-ST/2

FH3215-ST/3

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

20

34

53

66

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO CLASSIC Carbon

Bezeichnung

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse

NEURO CLASSIC-SPRING

Alle Systemfußbügel des NEURO CLASSIC-SWING Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:

10°

8°

6°

4°

2°

Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.
	Im Kopfbereich ist jeder
versehen, die ein präzises Einfeilen
in Dorsalextension erleichtern.
	Bewegungsfreiheit in Plantarflexion
bis max. 15°
	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

A40.10NEURO CLASSIC-SWING

Systemfußbügel mit Hilfslinien

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

dynamischstatischdynamisch A

dynamisch B

Plantaranschlag

Dorsalanschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

Anpassungsmöglichkeiten

dynamischstatischstatischkein Knöchelgelenk

ohne
frei

einfeilbar, justierbar

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

ohne durch Einfeilen

Das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenk durch Austauschen der
Deckplatte gegen eine NEURO VARIO-SPRING Funktionseinheit.
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für das NEURO VARIO-SPRING einsetzbar.

B10.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B10.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-CLASSIC

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

14 mm

16 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
Maß

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

25

30

34

c

Gelenkhöhe

63

69

74

Gelenkdicke

11

11,5

12,5

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

47

69

96

Titan

Stück

31

47

63

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Material

Das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Gewindesicherungsstift
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B10.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B10.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO VARIO-CLASSIC 2

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH2202-L/ST

SH2203-L/ST

SH2205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH2202-R/ST

SH2203-R/ST

SH2205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SH2202-L/TI

SH2203-L/TI

SH2205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SH2202-R/TI

SH2203-R/TI

SH2205-R/TI

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH2222-L/ST

SH2223-L/ST

SH2225-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH2222-R/ST

SH2223-R/ST

SH2225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SH2222-L/TI

SH2223-L/TI

SH2225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SH2222-R/TI

SH2223-R/TI

SH2225-R/TI

NEURO VARIO 2

Material

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Stahl
Titan

Beinseite

ME

14 mm

16 mm

NEURO VARIO-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
Material

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH2242-L/ST

SH2243-L/ST

SH2245-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH2242-R/ST

SH2243-R/ST

SH2245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SH2242-L/TI

SH2243-L/TI

SH2245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SH2242-R/TI

SH2243-R/TI

SH2245-R/TI

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B10.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

Ersatzteile

2a

3

4

5
4

6
7

1

NEURO VARIO

2

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
14 mm
16 mm
20 mm

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Pos.

Bezeichnung

1

SB8559-L0620

SB9669-L0760

SB1069-L0810

Splintbolzen

2SF0412-L/ST

SF0413-L/ST

SF0415-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl (mit Justierschraube)

2

SF0412-R/ST

SF0413-R/ST

SF0415-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl (mit Justierschraube)

2

SF0412-L/TI

SF0413-L/TI

SF0415-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan (mit Justierschraube)

2

SF0412-R/TI

SF0413-R/TI

SF0415-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-L/ST

SF0433-L/ST

SF0435-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-R/ST

SF0433-R/ST

SF0435-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-L/TI

SF0433-L/TI

SF0435-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-R/TI

SF0433-R/TI

SF0435-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-8L/ST

SF0433-8L/ST

SF0435-8L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-8R/ST

SF0433-8R/ST

SF0435-8R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-8L/TI

SF0433-8L/TI

SF0435-8L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-8R/TI

SF0433-8R/TI

SF0435-8R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2aSC9605-L08ST

SC9606-L10ST

SC9606-L10ST

Justierschraube

3

GS4007

GS4007

GS4007

Gewindesicherungsstift

4

GS2009-*

GS2210-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5SH0262-L/AL

SH0263-L/AL

SH0265-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

5

SH0262-R/AL

SH0263-R/AL

SH0265-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

6

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

Senkschraube mit Innensechsrund

7

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1406-L12

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B10.7.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

B10.5

z. B. GS2009-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die
Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweiseeine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mmWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

8
8a

8

NEURO VARIO

9

NEURO VARIO-CLASSIC 2

9Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

SF0942-L

SF0943-L

SF0945-L

8SF0942-R

SF0943-R

SF0945-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

Satz

8a

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

7/C

Laserbeschriftung

-

9

Satz

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO VARIO 2

8Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B10.6

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel NEURO VARIO-CLASSIC – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

NEURO VARIO

Systembreite
Maß [mm]

14 mm

16 mm

Dicke

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite

Niet-Fußbügel

NEURO VARIO-SWING

Beinseite
links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts lateral

ME
Stück

14 mm

16 mm

20 mm

FB4082-L/ST4

FB4093-L/ST4

FB4095-L/ST5
FB4095-R/ST5

FB4082-R/ST4

FB4093-R/ST4

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

124

144

164

Gewicht [g]

67

106

134

FB4182-L/ST1

FB4193-L/ST1

FB4195-L/ST1

FB4182-R/ST1

FB4193-R/ST1

FB4195-R/ST1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

58

68

Gewicht [g]

32

52

68

FB4282-L/ST2

FB4293-L/ST2

FB4295-L/ST3

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts laterallinks lateral oder rechts medial

Stück

FB4282-R/ST2

FB4293-R/ST2

FB4295-R/ST3

61

67

73

Gewicht [g]

32

50

61

B10.7

links medial oder rechts lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Bezeichnung

Systemfußbügel NEURO VARIO-CLASSIC – gerade
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
ME

14 mm

16 mm

20 mm

FB4082-ST/4

FB4093-ST/4

FB4095-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

125

145

165

Gewicht [g]

67

106

134

FB4182-ST/1

FB4193-ST/1

FB4195-ST/1

Niet-Fußbügel

Stück

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

51

59

69

Gewicht [g]

32

52

68

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

FB4293-ST/2

FB4295-ST/3

62

68

74

Gewicht [g]

32

50

61

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

14 mm

16 mm

20 mm

1

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung

NEURO VARIO 2

FB4282-ST/2

Länge ab Bohrungsmitte [mm]NEURO VARIO

Bezeichnung

Gleitbuchse

Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse

NEURO VARIO-SPRING

ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:

10°

6°

4°

2°

Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.
	Im Kopfbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, die ein präzises

NEURO VARIO-SPRING 2

Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.

8°

Einfeilen in Dorsalextension

Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

B10.8

NEURO VARIO-SWING

erleichtern.
	Im Halsbereich ist jeder

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

dynamischstatischdynamisch A

dynamisch B

Dorsalanschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

dynamisch

Plantaranschlag
Anpassungsmöglichkeiten

statischstatischkein Knöchelgelenk

ohne
frei

justierbar

Das NEURO VARIO-CLASSIC 2 Systemknöchelgelenk verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.
Das NEURO VARIO-CLASSIC 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale
Einfeilen des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO VARIO-CLASSIC 2 Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für das NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2 und das NEURO VARIO-SWING
einsetzbar.
Das NEURO VARIO-CLASSIC 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität,
NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING, NEURO SWING-CLASSIC,NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit und bei
NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

B20.1

kein Knö

Plantaranschlag

2024-05

staKonfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B20.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-CLASSIC 2

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

b

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

24

29

37

42

c

20 mm
47

Gelenkhöhe

40

50

63

68,5

74

Gelenkdicke

10

11,5

13,5

16

17

10 mm

12 mm

20 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

Stahl

Stück

17

30

48

67

97

Titan

Stück

-

21

34

48

67

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Material

Das NEURO VARIO-CLASSIC 2 Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite B20.7.
Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B20.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B20.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-CLASSIC 2
NEURO VARIO-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO VARIO-CLASSIC 2

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH6200-L/ST

SH6201-L/ST

SH6202-L/ST

SH6203-L/ST

SH6205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH6200-R/ST

SH6201-R/ST

SH6202-R/ST

SH6203-R/ST

SH6205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH6201-L/TI

SH6202-L/TI

SH6203-L/TI

SH6205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH6201-R/TI

SH6202-R/TI

SH6203-R/TI

SH6205-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH6220-L/ST

SH6221-L/ST

SH6222-L/ST

SH6223-L/ST

SH6225-L/ST

SH6220-R/ST

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SH6221-R/ST

SH6222-R/ST

SH6223-R/ST

SH6225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH6221-L/TI

SH6222-L/TI

SH6223-L/TI

SH6225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH6221-R/TI

SH6222-R/TI

SH6223-R/TI

SH6225-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH6240-L/ST

SH6241-L/ST

SH6242-L/ST

SH6243-L/ST

SH6245-L/ST

SH6240-R/ST

NEURO VARIO 2

Material

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SH6241-R/ST

SH6242-R/ST

SH6243-R/ST

SH6245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH6241-L/TI

SH6242-L/TI

SH6243-L/TI

SH6245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH6241-R/TI

SH6242-R/TI

SH6243-R/TI

SH6245-R/TI

NEURO VARIO-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
Material

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B20.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Ersatzteile

6
3

7
8

NEURO VARIO

1
2

4
4
5

NEURO VARIO 2

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

6a
2

6b

NEURO VARIO-SPRING

6c
3

6d
6e
6f

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

Ersatzteile Schraubeinheit (6)B20.5

Ersatzteile NEURO VARIO-CLASSIC 2
NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

Splintbolzen*

2-3 SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

2-3

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

2-3 SF0330-P/ST

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

2-3

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3 SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

3

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5

SH0660-L/AL

SH0661-L/AL

SH0662-L/AL

SH0663-L/AL

SH0665-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

5

SH0660-R/AL

SH0661-R/AL

SH0662-R/AL

SH0663-R/AL

SH0665-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

6

SC9607-L04

SC9608-L06

SC9611-L08

SC9612-L08

SC9612-L08

Schraubeinheit

6a

VE3771-04/10

VE3771-050/10

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-09/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

6bSC9607-L04/S

SC9608-L06/S

SC9611-L08/S

SC9612-L08/S

SC9612-L08/S

Aufbaueinstellschraube, Stahl

6c

FE1615-01

FE1611-01

FE1916-01

FE1027-01

FE1027-01

Druckfeder

6d

GS0604-350

GS0705-525

GS1007-350

GS1108-500

GS1108-500

Gleitbuchse

6e

PN0003-L02

PN0004-L02

-

-

-

-

-

-

Anschlagdämpfer

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

6f

SH0490-01

SH0491-01

SH0492-01

SH0493-01

SH0493-01

Kolben7SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

8

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-8 SH6970-L/AL*

SH6971-L/AL*

SH6972-L/AL*

SH6973-L/AL*

SH6975-L/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oderrechts medial*

5-8 SH6970-R/AL*

SH6971-R/AL*

SH6972-R/AL*

SH6973-R/AL*

SH6975-R/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oderrechts lateral*

NEURO VARIO

6eBezeichnung

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Pos.

* Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

ohne Abb.

SF0390SF0391

SF0392

SF0393SF0395

Bezeichnung

ME

Passfedernset

Set

NEURO VARIO 2

Passfedernset

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm

Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser
Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine
Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO VARIO-SPRING 2

10 mm

NEURO VARIO-SPRING** Gleitscheiben

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

B20.6

NEURO VARIO-SWING

Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B20.8.

NEURO VARIO-CLASSIC

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO-CLASSIC 2
Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (1, 2, 3)

NEURO VARIO-CLASSIC 2

3

2

1
1a

1
3

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

1SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

1a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

2

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

3

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

Deckplattenverpresshilfe

NEURO VARIO-SWING

Deckplattenverpresshilfe (4)Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

4

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

B20.7

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME
Satz

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität
Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

NEURO VARIO

Maß [mm]

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1
68

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

linkes oder rechtes

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

28

40

54

64

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

linkes oder rechtes

Stück

NEURO VARIO-SPRING

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Gewicht [g]NEURO VARIO 2

ME

Niet-Fußbügel

Bein/Beinseite

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B20.8

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gerade

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeNEURO VARIO

Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1
69

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

29

41

55

65

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

NEURO VARIO 2

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse

NEURO VARIO-SPRING

	Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO-CLASSIC 2 Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO VARIO-SPRING 2

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinien

NEURO VARIO-SWING

versehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

B20.9

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B20.10NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO VARIO-SPRING 2

Dorsalanschlag

frei

Hauptfunktion

Dorsalanschlag

statischkein Knöchelgelenk

Anpassungsmöglichkeiten

Plantaranschlag

Plantaranschlag

frei

NEURO VARIO-SWING

dynamischDorsalanschlag

dynamisch

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

statischstatischfreikein Knöchelgelenk

dynamisch A

dynamisch B

statischstatischeinfeilbar, justierbar

einfeilbar, justierbar

ohne durch Einfeilenohne durch Einfeilen

Das NEURO VARIO Systemknöchelgelenk ist als Mitläufer für NEURO VARIO-SPRING einsetzbar.
frei

B30.1

dynamisch A

dynamisch B

statisch

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B30.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

b

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

20

24

28

35

c

20 mm
38

Gelenkhöhe

40

50,5

63

68,5

74

Gelenkdicke

8

10

11

12

12,5

10 mm

12 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

16

34

55

75

101

Titan

Stück

-

23

38

52

68

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Material

Das NEURO VARIO Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Gewindesicherungsstift, 2 Stück
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO VARIO-SWING

Montage-/Gießdummy

Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B30.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B30.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

geradeAbb. 1nach innen gekröpft
Abb. 2

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Bein

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SF2200-ST/LR

SF2201-ST/LR

SF2202-ST/LR

SF2203-ST/LR

SF2205-ST/LR

SF2201-TI/LR

SF2202-TI/LR

SF2203-TI/LR

SF2205-TI/LR

Stahllinkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SF2220-ST/LR

SF2221-ST/LR

SF2222-ST/LR

SF2223-ST/LR

SF2225-ST/LR

SF2221-TI/LR

SF2222-TI/LR

SF2223-TI/LR

SF2225-TI/LR

Stahllinkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

NEURO VARIO 2

ME

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B30.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

Ersatzteile

2a
3
2a

5

4

4

6
7

1

NEURO VARIO

2

Ersatzteile

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6034-L0490

SB7049-L0590

SB8559-L0670

SB9669-L0760

SB1069-L0810

Splintbolzen

2SF0200-ST

SF0241-ST

SF0242-ST

SF0243-ST

SF0245-ST

Oberteil, gerade, Stahl (mit Justierschrauben)SF0241-TI

SF0242-TI

SF0243-TI

SF0245-TI

Oberteil, gerade, Titan (mit Justierschrauben)

SF0281-ST

SF0282-ST

SF0283-ST

SF0285-ST

Oberteil, gekröpft, Stahl (mit Justierschrauben)

SF0281-TI

SF0282-TI

SF0283-TI

SF0285-TI

Oberteil, gekröpft, Titan (mit Justierschrauben)

22SF0220-ST

Bezeichnung

2

-

2a

SC9604-L06ST

SC9604-L06ST

SC9605-L08ST

SC9606-L10ST

SC9606-L10ST

Justierschraube

3

GS4007

GS4007

GS4007

GS4007

GS4007

Gewindesicherungsstift

4

GS1206-*

GS1407-*

GS1609-*

GS2210-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5SF0260-AL

SF0261-AL

SF0262-AL

SF0263-AL

SF0265-AL

Deckplatte

6

SC1403-L08

SC1404-L08

SC1405-L11

SC1405-L11

SC1405-L12

Senkschraube mit Innensechsrund

7

SC1403-L08

SC1404-L08

SC1405-L11

SC1405-L11

SC1406-L12

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die

Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm

Ø = 14 mm

Ø = 16 mm

Ø = 22 mm

Ø = 26 mm

GS1206-040

GS1407-040

GS1609-040

GS2210-040

GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS1609-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS1609-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS1609-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS1609-060

GS2210-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B30.7.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

B30.5

Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser
Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine
Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO-CLASSIC 2

9

8
8a
9

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

8

SF0920-LR

SF0921-LR

SF0922-1LR

SF0923-LR

SF0925-LR

Montage-/Gießdummy (1 Dummy mit Schraube)

Stück

8a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

1/Y

2/Z

4/B

5/C

7/C

Laserbeschriftung-

9

Bezeichnung

ME

NEURO VARIO

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO VARIO 2

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B30.6

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel NEURO VARIO – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

NEURO VARIO

Systembreite
Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB2070-LR/ST3

FB2071-LR/ST3

FB2082-LR/ST4

FB2093-LR/ST4

FB2095-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

70

111

141

FB2170-L/ST1

FB2171-L/ST1

FB2182-L/ST1

FB2193-L/ST1

FB2195-L/ST1

FB2170-R/ST1

FB2171-R/ST1

FB2182-R/ST1

FB2193-R/ST1

FB2195-R/ST1

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO VARIO-SWING

Bein/Beinseite
linkes oder rechtes

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

30

39

50

58

68

Gewicht [g]

10

17

32

56

68
FB2295-LR/ST3

Tiefzieh-Fußbügel

FB2270-LR/ST2

FB2271-LR/ST2

FB2282-LR/ST2

FB2293-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

20

34

53

65

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Bezeichnung

B30.7

linkes oder rechtes

StückSystemfußbügel NEURO VARIO – gerade
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB2070-ST/3

FB2071-ST/3

FB2082-ST/4

FB2093-ST/4

FB2095-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

70

111

141

FB2170-ST/1

FB2171-ST/1

FB2182-ST/1

FB2193-ST/1

FB2195-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

31

40

51

59

69

Gewicht [g]

10

17

32

56

68

FB2270-ST/2

FB2271-ST/2

FB2282-ST/2

FB2293-ST/3

FB2295-ST/3

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

50

55

62

68

74

14

20

34

53

65

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

Bezeichnung

1

Gleitbuchse

NEURO VARIO 2

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Gewicht [g]NEURO VARIO

Bezeichnung

Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

NEURO VARIO-SPRING

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
10°

6°

4°

2°

	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

	Im Kopfbereich ist jeder Systemfußbügel
mit Hilfslinien versehen, die ein

NEURO VARIO-SPRING 2

Tiefzieh-Fußbügel:8°

präzises Einfeilen in Plantarflexion und

mit Hilfslinien versehen, mit denen man
den Gelenkwinkel ablesen kann.

B30.8

NEURO VARIO-SWING

Dorsalextension erleichtern.
	Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

dynamischstatischDorsalanschlag
Dorsalanschlag

kein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

dynamisch

Plantaranschlag
Anpassungsmöglichkeiten

statischstatischkein Knöchelgelenk
frei

dynamisch A

justierbar

dynamisch B

statischstatischjustierbar

Das NEURO VARIO 2 Systemknöchelgelenk verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.
Das NEURO VARIO 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale Einfeilen
des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität und das NEURO VARIO-CLASSIC 2 sind als Mitläufer für das NEURO VARIO 2 Systemknöchelgelenk
einsetzbar.
Das NEURO VARIO 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität,
NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING, NEURO SWING-CLASSIC,NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit und bei
NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

B40.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B40.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO 2

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

b

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

35

42

52

59

c

20 mm
67

Gelenkhöhe

40

50

63

68,5

74

Gelenkdicke

10

11

13

15

16,5

10 mm

12 mm

20 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

Stahl

Stück

27

48

82

119

158

Titan

Stück

-

39

68

100

129

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Material

Das NEURO VARIO 2 Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite B40.7.
Systemfußbügel plug+ go Modularität finden Sie ab Katalogseite B40.8.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B40.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO 2
NEURO VARIO-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO VARIO-CLASSIC 2

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Bein

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SF6200-ST/LR

SF6201-ST/LR

SF6202-ST/LR

SF6203-ST/LR

SF6205-ST/LR

SF6201-TI/LR

SF6202-TI/LR

SF6203-TI/LR

SF6205-TI/LR

Stahllinkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SF6220-ST/LR

SF6221-ST/LR

SF6222-ST/LR

SF6223-ST/LR

SF6225-ST/LR

SF6221-TI/LR

SF6222-TI/LR

SF6223-TI/LR

SF6225-TI/LR

Stahllinkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SF6240-ST/LR

SF6241-ST/LR

SF6242-ST/LR

SF6243-ST/LR

SF6245-ST/LR

SF6241-TI/LR

SF6242-TI/LR

SF6243-TI/LR

SF6245-TI/LR

Stahllinkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

NEURO VARIO 2

ME

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B40.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO 2
Ersatzteile

NEURO VARIO-CLASSIC 2

6

3

7

NEURO VARIO

1

8
2

4
4
5

NEURO VARIO 2

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

6aNEURO VARIO-SPRING

2

6b
6c

3

6d
6e
6f

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

Ersatzteile Schraubeinheit (6)B40.5

Ersatzteile NEURO VARIO 2

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

Splintbolzen*

2-3SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

2-3
2-3

SF0330-P/ST

Bezeichnung-

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

3

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5SF0660-AL

SF0661-AL

SF0662-AL

SF0663-AL

SF0665-AL

Deckplatte

6SC9607-L04

SC9608-L06

SC9611-L08

SC9612-L08

SC9612-L08

Schraubeinheit

6a

VE3771-04/10

VE3771-050/10

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-09/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

6bSC9607-L04/S

SC9608-L06/S

SC9611-L08/S

SC9612-L08/S

SC9612-L08/S

Aufbaueinstellschraube

6c

FE1615-01

FE1611-01

FE1916-01

FE1027-01

FE1027-01

Druckfeder

6d

GS0604-350

GS0705-525

GS1007-350

GS1108-500

GS1108-500

Gleitbuchse

6e

PN0003-L02

PN0004-L02

6e

-

-

-

-

-

Anschlagdämpfer

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

SH0490-01

SH0491-01

SH0492-01

SH0493-01

SH0493-01

Kolben7SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

8

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-8

SF6970-AL*

SF6971-AL*

SF6972-AL*

SF6973-AL*

SF6975-AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität** Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

NEURO VARIO

6f

NEURO VARIO-CLASSIC 2

2-3

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile

Passfedernset
Artikelnummer für Systembreite
ohne Abb.

10 mm
SF0390

12 mm

14 mm

SF0391

16 mm

SF0392

SF039320 mm
SF0395

Bezeichnung
Passfedernset

ME
SetDas Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm

Ø = 14 mm

Ø = 20 mm

Ø = 22 mm

Ø = 26 mm

GS1206-040

GS1407-040

GS2009-040

GS2210-040

GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,55 mm

Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser
Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine
Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO VARIO-SPRING 2

12 mm

NEURO VARIO-SPRING

10 mm

0,50 mmNEURO VARIO 2

Pos.

0,60 mm

Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B40.8.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

NEURO VARIO-SWING

B40.6

NEURO VARIO-CLASSIC

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO 2
Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (1, 2, 3)

NEURO VARIO-CLASSIC 2

3

2

1
1a

1
3

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

1SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

1a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

2

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

3

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

Deckplattenverpresshilfe

NEURO VARIO-SWING

Deckplattenverpresshilfe (4)Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

4

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

B40.7

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME
Satz

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität
Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

NEURO VARIO

Maß [mm]

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1
68

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

linkes oder rechtes

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

28

40

54

64

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

linkes oder rechtes

Stück

NEURO VARIO-SPRING

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Gewicht [g]NEURO VARIO 2

ME

Niet-Fußbügel

Bein/Beinseite

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B40.8

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gerade

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeNEURO VARIO

Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

Stück

29

41

55

65

69

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

NEURO VARIO 2

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

Bezeichnung

1

Gleitbuchse

NEURO VARIO-SPRING

Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO 2 Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:NEURO VARIO-SPRING 2

Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinien

NEURO VARIO-SWING

versehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

B40.9

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B40.10NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

frei

Dorsalanschlag
Dorsalanschlag

statischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

Anpassungsmöglichkeiten

dynamisch

Plantaranschlag

dynamischstatischstatischkein Knöchelgelenk

ohne (mit Fußheberfunktion)

frei

dynamisch A

dynamisch B

einfeilbar, justierbar

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

ohne durch Einfeilen

Das NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk durch Austauschen der
Funktionseinheit gegen eine NEURO VARIO-CLASSIC Deckplatte.
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO VARIO und das NEURO VARIO-CLASSIC Systemknöchelgelenk sind als Mitläufer für das NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenk
einsetzbar.

B50.1

2024-04

statischKonfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B50.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-SPRING

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
MaßBezeichnung

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

34

39

44

c

Gelenkhöhe

62,5

68,5

74

Deckplattenhöhe

57

63,5

69,5

Gelenkdicke

11

11,5

12,5

d

Gelenkgewichte [g]
ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

64

84

117

Titan

Stück

48

62

86

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Systembreite
Material

Das NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Gewindesicherungsstift
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO VARIO-SWING

Montage-/Gießdummy

Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B50.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B50.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2nach innen gekröpft
Abb. 2

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF4202-L/ST

SF4203-L/ST

SF4205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SF4202-R/ST

SF4203-R/ST

SF4205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SF4202-L/TI

SF4203-L/TI

SF4205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SF4202-R/TI

SF4203-R/TI

SF4205-R/TI

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF4222-L/ST

SF4223-L/ST

SF4225-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SF4222-R/ST

SF4223-R/ST

SF4225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SF4222-L/TI

SF4223-L/TI

SF4225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SF4222-R/TI

SF4223-R/TI

SF4225-R/TI

NEURO VARIO 2

Material

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Stahl
Titan

Beinseite

ME

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF4242-L/ST

SF4243-L/ST

SF4245-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SF4242-R/ST

SF4243-R/ST

SF4245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SF4242-L/TI

SF4243-L/TI

SF4245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SF4242-R/TI

SF4243-R/TI

SF4245-R/TI

NEURO VARIO-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
Material

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B50.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO-SPRING
Ersatzteile
5

6
7

NEURO VARIO-CLASSIC 2

8
9

3

10

2a

11
1
2

4
4

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIO

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0620

SB9669-L0760

SB1069-L0810

Splintbolzen

2SF0412-L/ST

SF0413-L/ST

SF0415-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl (mit Justierschraube)

2

SF0412-R/ST

SF0413-R/ST

SF0415-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl (mit Justierschraube)

2

SF0412-L/TI

SF0413-L/TI

SF0415-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan (mit Justierschraube)

2

SF0412-R/TI

SF0413-R/TI

SF0415-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-L/ST

SF0433-L/ST

SF0435-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-R/ST

SF0433-R/ST

SF0435-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-L/TI

SF0433-L/TI

SF0435-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-R/TI

SF0433-R/TI

SF0435-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-8L/ST

SF0433-8L/ST

SF0435-8L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-8R/ST

SF0433-8R/ST

SF0435-8R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl (mit Justierschraube)

2SF0432-8L/TI

SF0433-8L/TI

SF0435-8L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2SF0432-8R/TI

SF0433-8R/TI

SF0435-8R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan (mit Justierschraube)

2aSC9605-L08ST

SC9606-L10ST

SC9606-L10ST

Justierschraube

3

GS4007

GS4007

GS4007

Gewindesicherungsstift

4

GS2009-*

GS2210-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5SC2108-L04

SC2109-L05

SC2110-L05

Druckschraube

6

FE1634-02

FE2836-02

FE2752-02

Druckfeder, goldfarben

7SF0342-75

SF0343-72

SF0345-81

Bolzen8

KU1005-ST

KU1005-ST

KU1005-ST

Kugel

9

SF0462-L/AL

SF0463-L/AL

SF0465-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

9SF0462-R/AL

SF0463-R/AL

SF0465-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

10

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

Senkschraube mit Innensechsrund

11

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1406-L12

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-11

SF4972-L/AL

SF4973-L/AL

SF4975-L/AL

Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial

5-11

SF4972-R/AL

SF4973-R/AL

SF4975-R/AL

Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite B50.7.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

B50.5

Bezeichnung

GS2009-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheibenin fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mmWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO-CLASSIC 2

12
12a
13

13
12

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

12SF0942-L

SF0943-L

SF0945-L

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

12SF0942-R

SF0943-R

SF0945-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

12a

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück
Stück

4/B

5/C

7/C

Laserbeschriftung

-

13

Satz
Satz

NEURO VARIO

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

NEURO VARIO 2

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B50.6

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel NEURO VARIO-SPRING – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel

NEURO VARIO

Systembreite
Maß [mm]

14 mm

16 mm

Dicke

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite

Niet-Fußbügel

NEURO VARIO-SWING

Beinseite
links lateral oder rechts medial

Stück

14 mm

16 mm

20 mm

FB4082-L/ST4

FB4093-L/ST4

FB4095-L/ST5

FB4082-R/ST4

FB4093-R/ST4

FB4095-R/ST5

124

144

164

Gewicht [g]

67

106

134

FB4182-L/ST1

FB4193-L/ST1

FB4195-L/ST1

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

links medial oder rechts lateralME

Länge ab Bohrungsmitte [mm]links lateral oder rechts medial

FB4182-R/ST1

FB4193-R/ST1

FB4195-R/ST1

50

58

68

Gewicht [g]

32

52

68

FB4282-L/ST2

FB4293-L/ST2

FB4295-L/ST3

Tiefzieh-Fußbügel

links medial oder rechts lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]links lateral oder rechts medial

FB4282-R/ST2

FB4293-R/ST2

FB4295-R/ST3

61

67

73

Gewicht [g]

32

50

61

B50.7

links medial oder rechts lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Bezeichnung

Systemfußbügel NEURO VARIO-SPRING – gerade
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Schuhplatten-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
ME

16 mm

20 mm

FB4082-ST/4

FB4093-ST/4

FB4095-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

125

145

165

Gewicht [g]

67

106

134

FB4182-ST/1

FB4193-ST/1

FB4195-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

51

59

69

Gewicht [g]

32

52

68

FB4282-ST/2

FB4293-ST/2

FB4295-ST/3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

62

68

74

Gewicht [g]

32

50

61

-

FB3553-ST/5

FB3555-ST/6

Niet-Fußbügel

Stück

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Schuhplatten-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

-

165

185

Gewicht [g]

-

91

104

Einsteckbreite* [mm]

-

22

22

NEURO VARIO 2

14 mm

NEURO VARIO

Bezeichnung* Bei dem Schuhplatten-Fußbügel entspricht die Einsteckbreite der Halsbreite.

Ersatzteile Systemfußbügel

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

14 mm

16 mm

20 mm

1

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse

Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

10°

8°

6°

4°

NEURO VARIO-SPRING 2

Niet-Fußbügel:2°

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kannauch einlaminiert werden.

Dieser Systemfußbügel wird in Schuhplatten gesteckt.

	Im Kopfbereich ist jeder Systemfußbügel
mit Hilfslinien versehen, die ein präzises
Einfeilen in Dorsalextension erleichtern.
	Bewegungsfreiheit in Plantarflexion bis
max. 30°
	Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel
mit Hilfslinien versehen, mit denen man
den Gelenkwinkel ablesen kann.

B50.8

NEURO VARIO-SWING

Schuhplatten-Fußbügel:NEURO VARIO-SPRING

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag
Hauptfunktion

dynamischstatischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Dorsalanschlag

Plantaranschlag

frei

dynamisch

Plantaranschlag
Anpassungsmöglichkeiten

statischstatischkein Knöchelgelenk

ohne (mit Fußheberfunktion)

frei

dynamisch A

dynamisch B

statischjustierbar

Das NEURO VARIO-SPRING 2 Systemknöchelgelenk verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.
Das NEURO VARIO-SPRING 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale
Einfeilen des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität und das NEURO VARIO-CLASSIC 2 sind als Mitläufer für das NEURO VARIO-SPRING 2
Systemknöchelgelenk einsetzbar.
Das NEURO VARIO-SPRING 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit
plug + go Modularität, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING,NEURO SWING-CLASSIC, NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen
der Funktionseinheit und bei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

B60.1

2024-04

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B60.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-SPRING 2

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
Bezeichnung

14 mm

16 mm

b

Gelenkkopfbreite

35

42

52

61

70

c

Gelenkhöhe

30

38

45,5

55

67,5

Gelenkdicke

10

11

13

15

16,5

10 mm

12 mm

Maß

10 mm

12 mm

20 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

27

47

80

95

164

Titan

Stück

-

38

66

75

134

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Material

Das NEURO VARIO-SPRING 2 Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite B60.7.
Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B60.8.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B60.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO VARIO-CLASSIC 2

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SF8200-L/ST

SF8201-L/ST

SF8202-L/ST

SF8203-L/ST

SF8205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SF8200-R/ST

SF8201-R/ST

SF8202-R/ST

SF8203-R/ST

SF8205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SF8201-L/TI

SF8202-L/TI

SF8203-L/TI

SF8205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SF8201-R/TI

SF8202-R/TI

SF8203-R/TI

SF8205-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

StückSF8220-L/ST

SF8221-L/ST

SF8222-L/ST

SF8223-L/ST

SF8225-L/ST

SF8220-R/ST

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SF8221-R/ST

SF8222-R/ST

SF8223-R/ST

SF8225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SF8221-L/TI

SF8222-L/TI

SF8223-L/TI

SF8225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SF8221-R/TI

SF8222-R/TI

SF8223-R/TI

SF8225-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

StückSF8240-L/ST

SF8241-L/ST

SF8242-L/ST

SF8243-L/ST

SF8245-L/ST

SF8240-R/ST

NEURO VARIO 2

Material

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SF8241-R/ST

SF8242-R/ST

SF8243-R/ST

SF8245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SF8241-L/TI

SF8242-L/TI

SF8243-L/TI

SF8245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SF8241-R/TI

SF8242-R/TI

SF8243-R/TI

SF8245-R/TI

NEURO VARIO-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
Material

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B60.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO-SPRING 2
Ersatzteile
7

NEURO VARIO-CLASSIC 2

8

9

10

NEURO VARIO

3

6

11

1
12

2

4
4

NEURO VARIO 2

5

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

Ersatzteile Schraubeinheit (6)NEURO VARIO-SPRING

6a

2

6c
3

6d
6e

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

6b

6f

B60.5

Ersatzteile NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

Splintbolzen*

2-3SF0310-P/ST

2-3
2-3

SF0330-P/ST

Bezeichnung

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl
Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan-

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

2-3

SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

3

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5SF0860-L/AL

SF0861-L/AL

SF0862-L/AL

SF0863-L/AL

SF0865-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

5

SF0860-R/AL

SF0861-R/AL

SF0862-R/AL

SF0863-R/AL

SF0865-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

6

SC9607-L04

SC9608-L06

SC9611-L08

SC9612-L08

SC9612-L08

Schraubeinheit

6a

VE3771-04/10

VE3771-050/10

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-09/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

6bSC9607-L04/S

SC9608-L06/S

SC9611-L08/S

SC9612-L08/S

SC9612-L08/S

Aufbaueinstellschraube

6c

FE1615-01

FE1611-01

FE1916-01

FE1027-01

FE1027-01

Druckfeder

6d

GS0604-350

GS0705-525

GS1007-350

GS1108-500

GS1108-500

Gleitbuchse

6e

PN0003-L02

PN0004-L02

-

-

-

-

Anschlagdämpfer

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

NEURO VARIO

6e-

NEURO VARIO-CLASSIC 2

2-3

SH0490-01

SH0491-01

SH0492-01

SH0493-01

SH0493-01

Kolben7SC2007-L04

SC2008-L04

SC2009-L05

SC2011-L05

SC2011-L05

Druckschraube

8

FE1622-01

FE1734-01

FE2736-01

FE2945-01

FE2966-02

Druckfeder, goldfarben

9SF0840-07SF0841-07SF0842-08SF0843-10SF0845-10

Bolzen10

KU1004-ST

KU1004-ST

KU1004-ST

KU1005-ST

KU1005-ST

Kugel

11

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

12

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-12 SF8970-L/AL*

SF8971-L/AL*

SF8972-L/AL*

SF8973-L/AL*

SF8975-L/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oderrechts medial*

5-12 SF8970-R/AL*

SF8971-R/AL*

SF8972-R/AL*

SF8973-R/AL*

SF8975-R/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oderrechts lateral** Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

NEURO VARIO 2

6f

Passfedernset
Artikelnummer für Systembreite
ohne Abb.

10 mm
SF039012 mm
SF039114 mm
SF039216 mm
SF039320 mm
SF0395

Bezeichnung

ME

Passfedernset

Set

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm

Ø = 14 mm

Ø = 20 mm

Ø = 22 mm

Ø = 26 mm

GS1206-040

GS1407-040

GS2009-040

GS2210-040

GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die
Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweiseeine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke
von 0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mmNEURO VARIO-SPRING 2

10 mm

NEURO VARIO-SPRING

Pos.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

B60.6

NEURO VARIO-SWING

Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B60.8.

NEURO VARIO-CLASSIC

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO-SPRING 2
Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (1, 2, 3)

NEURO VARIO-CLASSIC 2

3

2

1
1a

1
3

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

1SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

1a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

2

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

3

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

Deckplattenverpresshilfe

NEURO VARIO-SWING

Deckplattenverpresshilfe (4)Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

4

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

B60.7

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME
Satz

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modulrität
Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

NEURO VARIO

Maß [mm]

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

linkes oder rechtes

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1
68

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

28

40

54

64

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

linkes oder rechtes

Stück

NEURO VARIO-SPRING

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Gewicht [g]NEURO VARIO 2

Bein/Beinseite

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B60.8

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gerade

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeNEURO VARIO

Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1
69

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

29

41

55

65

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

NEURO VARIO 2

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse

NEURO VARIO-SPRING

	Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO-SPRING 2 Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO VARIO-SPRING 2

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.
	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den

NEURO VARIO-SWING

Gelenkwinkel ablesen kann.

B60.9

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B60.10NEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO VARIO-SPRING

Dorsalanschlag

frei

NEURO VARIO-SPRING 2

statischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Dorsalanschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

NEURO VARIO-SWING

dynamischDorsalanschlag

dynamisch

Plantaranschlag

Anpassungsmöglichkeiten

statischstatischkein Knöchelgelenk

frei

dynamisch A

dynamisch B

statischdynamisch (mit Fußheberfunktion)
justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen der Federeinheit

justierbar

statisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube

Weitere Funktionen
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenk verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.
Das NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale
Einfeilen des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.
Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität, das NEURO VARIO-CLASSIC 2 und das NEURO VARIO 2 sind als Mitläufer für das
NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenk einsetzbar.
Das NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität,
NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO SWING, NEURO SWING-CLASSIC,NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit und bei
NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

B70.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO VARIO-CLASSICNEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SWING

B70.2

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-SWING

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO VARIO

Systembreite a
Bezeichnung

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

37

45

54

63

74

c

Gelenkhöhe

40

50

62,5

68,5

75

Gelenkdicke

10,5

12

14

17

20

10 mm

12 mm

20 mm

Maß

10 mm

12 mm

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
ME

14 mm

16 mm

Stahl

Stück

31

52

84,5

125

177

Titan

Stück

-

43

70,5

106

147

* ohne Federeinheit

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Material

Das NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyFedereinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite B70.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite B70.8.
Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B70.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

B70.3

Systemknöchelgelenke NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO VARIO-CLASSIC 2

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH4200-L/ST

SH4201-L/ST

SH4202-L/ST

SH4203-L/ST

SH4205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH4200-R/ST

SH4201-R/ST

SH4202-R/ST

SH4203-R/ST

SH4205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH4201-L/TI

SH4202-L/TI

SH4203-L/TI

SH4205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH4201-R/TI

SH4202-R/TI

SH4203-R/TI

SH4205-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH4220-L/ST

SH4221-L/ST

SH4222-L/ST

SH4223-L/ST

SH4225-L/ST

SH4220-R/ST

NEURO VARIO

Material

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SH4221-R/ST

SH4222-R/ST

SH4223-R/ST

SH4225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH4221-L/TI

SH4222-L/TI

SH4223-L/TI

SH4225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH4221-R/TI

SH4222-R/TI

SH4223-R/TI

SH4225-R/TI

Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH4240-L/ST

SH4241-L/ST

SH4242-L/ST

SH4243-L/ST

SH4245-L/ST

SH4240-R/ST

NEURO VARIO 2

Material

nach außen gekröpft (Abb. 3)

Stahl
Titan

links medial oder rechts lateral

Stück

SH4241-R/ST

SH4242-R/ST

SH4243-R/ST

SH4245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH4241-L/TI

SH4242-L/TI

SH4243-L/TI

SH4245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH4241-R/TI

SH4242-R/TI

SH4243-R/TI

SH4245-R/TI

NEURO VARIO-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
Material

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B70.4

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO-SWING
Ersatzteile

NEURO VARIO-CLASSIC 2

7

6
3

8

NEURO VARIO

1
2

9

4
4
5

NEURO VARIO 2

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

Ersatzteile Schraubeinheit (6)

6a

2

6b

Ersatzteile Schraubeinheit (7)

7a
7b
7c

NEURO VARIO-SPRING

6c
3

6e
6f

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

6d

B70.5

7d

Ersatzteile NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

Splintbolzen*

2-3 SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

2-3

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

2-3 SF0330-P/ST

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

2-3

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3 SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan-

Bezeichnung

3SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5SH0460-L/AL

SH0461-L/AL

SH0462-L/AL

SH0463-L/AL

SH0465-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

5

SH0460-R/AL

SH0461-R/AL

SH0462-R/AL

SH0463-R/AL

SH0465-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

6

SC9607-L04

SC9608-L06

SC9611-L08

SC9612-L08

SC9612-L08

Schraubeinheit

6a

VE3771-04/10

VE3771-050/10

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-09/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

6b SC9607-L04/S

SC9608-L06/S

SC9611-L08/S

SC9612-L08/S

SC9612-L08/S

Aufbaueinstellschraube

6c

FE1615-01

FE1611-01

FE1916-01

FE1027-01

FE1027-01

Druckfeder

6d GS0604-350

GS0705-525

GS1007-350

GS1108-500

GS1108-500

6e

PN0004-L02

PN0003-L02--

Gleitbuchse

-

-

-

Anschlagdämpfer

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

6f

SH0490-01

SH0491-01

SH0492-01

SH0493-01

SH0493-01

Kolben7SC9609-L13

SC9611-L14

SC9612-L15

SC9614-L17

SC9618-L17

Schraubeinheit

7a

VE3771-06/11

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-11/15

VE3771-125/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

7b SC9609-L13/S

SC9611-L14/T

SC9612-L15/T

SC9614-L17/T

SC9618-L17/T

Aufbaueinstellschraube

7c

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-07/10

O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube

7d SC9606-L05

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9611-L06

Bewegungslimitierungsschraube

8SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

9SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-9 SH4970-L/AL*

SH4971-L/AL*

SH4972-L/AL*

SH4973-L/AL*

SH4975-L/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oderrechts medial*

5-9 SH4970-R/AL*

SH4971-R/AL*

SH4972-R/AL*

SH4973-R/AL*

SH4975-R/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oderrechts lateral*

VE3771-03/10

NEURO VARIO

6e

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Pos.

NEURO VARIO 2* Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

Passfedernset

ohne Abb.

10 mm
SF039012 mm
SF039114 mm
SF039216 mm
SF039320 mm
SF0395

Bezeichnung

ME

Passfedernset

Set

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die
Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweiseeine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mmNEURO VARIO-SPRING 2

10 mm

NEURO VARIO-SPRING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

B70.6

NEURO VARIO-SWING

Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite B70.9.

NEURO VARIO-CLASSIC

Ersatz- und Zubehörteile NEURO VARIO-SWING
Federeinheiten im Koffer (1)Ersatzteile Federeinheit

2

1a

1d

1b

1e

1c

NEURO VARIO-CLASSIC 2

1f
1g
1h

Federeinheiten im Koffer

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIO

Pos.

Artikelnummer

Bezeichnung

1

SF58001 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

ohne Abb.

SF5800-0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO VARIO-SWING 10 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO VARIO-SWING 12 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO VARIO-SWING 14 mm

1ds. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO VARIO-SWING 16 mm

1e

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO VARIO-SWING 20 mm

1f

WZ5703-3513

1 x Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 100 mm

1g

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1h

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Federeinheiten (für ein NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenk benötigen Sie eine der folgenden Federeinheiten):
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

SF5800-15/02

SF5801-15/03

SF5802-15/05

SF5803-15/07

SF5805-15/18

20 mm

Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Bezeichnung

ME
Stück

SF5800-15/04

SF5801-15/06

SF5802-15/11

SF5803-15/15

SF5805-15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/06

SF5801-10/12

SF5802-09/16

SF5803-10/21

SF5805-10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/09

SF5801-10/19

SF5802-10/29

SF5803-10/31

SF5805-10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-05/17

SF5801-05/33

SF5802-05/53

SF5803-05/63

SF5805-05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

Ersatzteile Federeinheiten
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

2

VE3771-045/10

VE3771-06/10

14 mm

16 mm

VE3771-07/10

VE3771-08/10

20 mm
VE3771-11/10

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

3

6

7

11

20 mm
33

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

8

14

21

38

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

9

17

26

49

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

9

17

30

57

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

29

60

B70.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO-CLASSIC

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (3, 4, 5)

5

NEURO VARIO-CLASSIC 2

4

3
3a

3
5

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

3SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

3a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

4

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

5

1/Y

2/Z

4/B

5/C

NEURO VARIO

Pos.

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe (6)Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

6

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME

NEURO VARIO 2

Deckplattenverpresshilfe

Satz

NEURO VARIO-SPRINGDie Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO VARIO-SPRING 2
NEURO VARIO-SWING

B70.8

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität

NEURO VARIO

Systembreite
Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

20 mm
3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bein/Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

linkes oder rechtes

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1
68

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO VARIO-SWING

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

28

40

54

64

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO VARIO-SPRING 2

NEURO VARIO-SPRINGNEURO VARIO 2

Bezeichnung

B70.9

linkes oder rechtes

StückSystemfußbügel plug + go Modularität – gerade
NEURO VARIO-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO VARIO-CLASSIC 2

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

Niet-Fußbügel

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

29

41

55

65

69

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

50

55

62

68

74

14

19

34

53

66

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

Bezeichnung

1

NEURO VARIO 2

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Gewicht [g]NEURO VARIO

Bezeichnung

Gleitbuchse	Alle Systemfußbügel des NEURO VARIO-SWING Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

NEURO VARIO-SPRING

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.

	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinien

NEURO VARIO-SPRING 2

Tiefzieh-Fußbügel:versehen, mit denen man den

B70.10NEURO VARIO-SWING

Gelenkwinkel ablesen kann.

NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

NEURO HiSWING R+

Hauptfunktion

Dorsalanschlag

dynamischdynamischstatischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

statischdynamisch A

dynamisch B

Plantaranschlag

frei

Anpassungsmöglichkeiten

dynamisch

Plantaranschlag

frei

ohne
frei beweglicher Systemfußbügel

justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit
statisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube
frei

dynamisch A

dynamisch B

statisch

Das NEURO SWING-CLASSIC Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale

NEURO SWING Carbon

Einfeilen des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.

Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität ist als Mitläufer für das NEURO SWING-CLASSIC Systemknöchelgelenk einsetzbar.

Das NEURO SWING-CLASSIC Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go
Modularität, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING,NEURO SWING, NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der
Funktionseinheit und bei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

C10.1

2024-04

kein KKonfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

NEURO SWING Carbon

C10.2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO SWING-CLASSIC

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
Bezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkkopfbreite
Gelenkhöhe

26
40

32
50

39
62,5

46
68,5

54
75

Gelenkdicke

10

12

14

17

20

10 mm

12 mm

Maß

NEURO SWING 2bcGelenkgewichte* [g]Systembreite
Material

ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

25

41

64,5

94

138

Titan

Stück

-

32

50,5

75

108

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING* ohne Federeinheit

Das NEURO SWING-CLASSIC Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO SWING Carbon

Montage-/GießdummyFedereinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite C10.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite C10.8.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite C10.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

C10.3

Systemknöchelgelenke NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO SWING

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH1200-L/ST

SH1201-L/ST

SH1202-L/ST

SH1203-L/ST

SH1205-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH1200-R/ST

SH1201-R/ST

SH1202-R/ST

SH1203-R/ST

SH1205-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH1201-L/TI

SH1202-L/TI

SH1203-L/TI

SH1205-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH1201-R/TI

SH1202-R/TI

SH1203-R/TI

SH1205-R/TI

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH1220-L/ST

SH1221-L/ST

SH1222-L/ST

SH1223-L/ST

SH1225-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH1220-R/ST

SH1221-R/ST

SH1222-R/ST

SH1223-R/ST

SH1225-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH1221-L/TI

SH1222-L/TI

SH1223-L/TI

SH1225-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH1221-R/TI

SH1222-R/TI

SH1223-R/TI

SH1225-R/TI

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SH1240-L/ST

SH1241-L/ST

SH1242-L/ST

SH1243-L/ST

SH1245-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SH1240-R/ST

SH1241-R/ST

SH1242-R/ST

SH1243-R/ST

SH1245-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

-

SH1241-L/TI

SH1242-L/TI

SH1243-L/TI

SH1245-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

-

SH1241-R/TI

SH1242-R/TI

SH1243-R/TI

SH1245-R/TI

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseitenach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite

NEURO HiSWINGMENEURO SWING 2

Titan

Beinseite

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C10.4

Ersatzteile NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile

NEURO SWING

3
5
6
7
1

8
2

4

NEURO SWING 2

4

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

Ersatzteile Schraubeinheit (5)NEURO HiSWING

5a

2

5c
5d

NEURO HiSWING R+

3

NEURO SWING Carbon

5b

C10.5

Ersatzteile NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

Splintbolzen*

2-3SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

2-3
2-3

SF0330-P/ST

Bezeichnung

2-3-SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift3SF0390-01

4GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5SC9609-L13

SC9611-L14

SC9612-L15

SC9614-L17

SC9618-L17

Schraubeinheit

VE3771-06/11

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-11/15

VE3771-125/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

SC9609-L13/S

SC9611-L14/T

SC9612-L15/T

SC9614-L17/T

SC9618-L17/T

Aufbaueinstellschraube

5c

VE3771-03/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-07/10

O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube

5d

SC9606-L05

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9611-L06

Bewegungslimitierungsschraube

6

SH0160-2L/AL

SH0161-2L/AL

SH0162-2L/AL

SH0163-2L/AL

SH0155-2L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial

6

SH0160-2R/AL

SH0161-2R/AL

SH0162-2R/AL

SH0163-2R/AL

SH0155-2R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral

7

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

8

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

SH1970-L/AL*

SH1971-L/AL*

SH1972-L/AL*

SH1973-L/AL*

SH1975-L/AL*

5-8

SH1970-R/AL*

SH1971-R/AL*

SH1972-R/AL*

SH1973-R/AL*

SH1975-R/AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oderrechts lateral** Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

Passfedernset
Artikelnummer für SystembreitePos.
ohne Abb.

10 mm

12 mm

SF0390SF0391

14 mm

16 mm

SF039220 mm

SF0393SF0395

Bezeichnung
Passfedernset

NEURO SWING 2

5-8

Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oderrechts medial*

NEURO SWING

5a
5b

ME
Set

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm

Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser
Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine
Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO HiSWING R+

10 mm

NEURO HiSWING** Gleitscheiben

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

C10.6

NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite C10.9.

Ersatz- und Zubehörteile NEURO SWING-CLASSIC
Ersatzteile Federeinheit

NEURO SWING-CLASSIC

Federeinheiten im Koffer (1)

2
1a

1d

1b

1e

1c

NEURO SWING

1f
1g
1h

Federeinheiten im Koffer
Pos.

Artikelnummer

Bezeichnung

SF5800Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

ohne Abb.

NEURO SWING 2

1

SF5800-0

Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING-CLASSIC 10 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING-CLASSIC 12 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING-CLASSIC 14 mm

1ds. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING-CLASSIC 16 mm

1e

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING-CLASSIC 20 mm

1f

WZ5703-3513

1 x Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 100 mm

1g

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1h

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

NEURO HiSWING

Federeinheiten (für ein NEURO SWING-CLASSIC Systemknöchelgelenk benötigen Sie eine der folgenden Federeinheiten):
Artikelnummer für Systembreite
10 mm
SF5800-15/02

12 mm
SF5801-15/03

14 mm
SF5802-15/05

16 mm
SF5803-15/07

20 mm
SF5805-15/18

Bezeichnung
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

ME
Stück

SF5800-15/04

SF5801-15/06

SF5802-15/11

SF5803-15/15

SF5805-15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/06

SF5801-10/12

SF5802-09/16

SF5803-10/21

SF5805-10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/09

SF5801-10/19

SF5802-10/29

SF5803-10/31

SF5805-10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-05/17

SF5801-05/33

SF5802-05/53

SF5803-05/63

SF5805-05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

Ersatzteile Federeinheiten

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

2

VE3771-045/10

VE3771-06/10

14 mm

16 mm

VE3771-07/10

VE3771-08/10

20 mm
VE3771-11/10

Bezeichnung
O-Ring zur Fixierung der Federeinheit

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

3

6

7

11

33

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

8

14

21

38

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

9

17

26

49

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

9

17

30

57

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

29

60

C10.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO SWING-CLASSIC

5

NEURO SWING-CLASSIC

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (3, 4, 5)

4

3
3a

NEURO SWING

3
5

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

3SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

3a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

4

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

5

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO SWING 2

Pos.

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe

Deckplattenverpresshilfe (6)Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

6

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME

NEURO HiSWING

Pos.

Satz

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C10.8

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität
Systembreite

NEURO SWING 2

Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

Bein/Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

linkes oder rechtes

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

Niet-Fußbügel

links lateral oderrechts mediallinks medial oderrechts lateral

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

28

40

54

64

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO SWING Carbon

20 mm

C10.9

linkes oder rechtes

Stück

68

Systemfußbügel plug + go Modularität – gerade
NEURO SWING-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO SWING

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

Niet-Fußbügel

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

29

41

55

65

69

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

NEURO SWING 2ME

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse	Alle Systemfußbügel des NEURO SWING-CLASSIC Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

NEURO HiSWING

Pos.

Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO HiSWING R+

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.
	Im Halsbereich ist jeder
Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

NEURO SWING Carbon

C10.10NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

dynamischdynamischstatischkein Knöchelgelenkfreijustierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit
statisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube
frei

dynamisch A

dynamisch B

dynamisch (mit Fußheberfunktion)
dynamisch A

dynamisch B

statischjustierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

kein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

frei

Anpassungsmöglichkeiten

statisch

Plantaranschlag

Hauptfunktion

NEURO HiSWING R+

dynamischDorsalanschlag

statischstatisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube

Das NEURO SWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale Einfeilen
des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit. Das NEURO SWING Systemknöchelgelenk hat in der Systembreite 24 mm keine
Umrüstoptionen.

NEURO SWING Carbon

Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität ist als Mitläufer für das NEURO SWING Systemknöchelgelenk einsetzbar.
Das NEURO SWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität,
NEURO SWING-CLASSIC, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING,NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit und bei
NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage. Das NEURO SWING in der Systembreite 24 mm
ist nicht mit plug + go Modularität ausgestattet.

C20.1

2024-04

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

NEURO SWING Carbon

C20.2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO SWING

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a

NEURO SWING 2

MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

b

Gelenkkopfbreite

39

47

56,5

67,5

80

92,5

c

Gelenkhöhe

40

50

62,5

68,5

75

86

Gelenkdicke

10

12

14

17

20

25

10 mm

12 mm

14 mm

24 mm

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material

ME

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

34

51

83

125

185

-

Titan

Stück

-

42

69

106

156

277

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING* ohne Federeinheiten

Das NEURO SWING Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO SWING Carbon

Montage-/GießdummyFedereinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite C20.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite C20.8.
Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite C20.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

C20.3

Systemknöchelgelenke NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO SWING

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

ME

10 mm

12 mm

16 mm

20 mm

linkes oder rechtes

Stück

SF5200-ST/LR

SF5201-ST/LR

SF5202-ST/LR

SF5203-ST/LR

SF5205-ST/LR

24 mm
-

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

SF5201-TI/LR

SF5202-TI/LR

SF5203-TI/LR

SF5205-TI/LR

SF5207-TI/LR

10 mm

12 mm

24 mm

nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

SF5220-ST/LR

SF5221-ST/LR

SF5222-ST/LR

SF5223-ST/LR

SF5225-ST/LR

-

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

SF5221-TI/LR

SF5222-TI/LR

SF5223-TI/LR

SF5225-TI/LR

SF5227-TI/LR

10 mm

12 mm

24 mm

NEURO SWING 2

14 mm

Stahl

nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Bein

ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

SF5240-ST/LR

SF5241-ST/LR

SF5242-ST/LR

SF5243-ST/LR

SF5245-ST/LR

-

Titan

linkes oder rechtes

Stück

-

SF5241-TI/LR

SF5242-TI/LR

SF5243-TI/LR

SF5245-TI/LR

SF5247-TI/LR

NEURO HiSWING

Material

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C20.4

Ersatzteile NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile

5

NEURO SWING

3

7
1

NEURO SWING 2

2

8
4
4
6

	Das Systemgelenk weicht in der Systembreite 24 mm konstruktiv von den anderen Systembreiten ab. Deswegen ist das Gelenkoberteil nicht identisch zur
Abbildung.

Oberteil mit Passfedern,vormontiert (2-3)

Oberteil ohne Passfedern,
für Systembreite 24 mm (2)Ersatzteile Schraubeinheit (5)NEURO HiSWING

5a
2

5c
3

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

5b

C20.5

5d

Ersatzteile NEURO SWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

SB1262-L1400

2-3

SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

2-3
2-3

SF0330-P/ST-

Bezeichnung
Splintbolzen*
Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0317-TI**

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan**
Oberteil mit Passfedern,nach innen gekröpft, Stahl

SF0337-TI**

Oberteil mit Passfedern,nach innen gekröpft, Titan**-

SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

2-3

SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST-

Oberteil mit Passfedern,nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

SF0337-8/TI**

Oberteil mit Passfedern,nach außen gekröpft, Titan**

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

4

GS1206-***

GS1407-***

GS2009-***

GS2210-***

GS2611-***

GS3013-***Gleitscheibe***

5SC9609-L13

SC9611-L14

SC9612-L15

SC9614-L17

SC9618-L17

SC9622-L19

Schraubeinheit

5a

VE3771-06/11

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-11/15

VE3771-125/15

VE3771-160/15

O-Ring zur Sicherung der
Aufbaueinstellschraube

5bSC9609-L13/S

SC9611-L14/T

SC9612-L15/T

SC9614-L17/T

SC9618-L17/T

SC9622-L19/T

Aufbaueinstellschraube

5c

VE3771-03/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-07/10

VE3771-07/10

O-Ring zur Sicherung der
Bewegungslimitierungsschraube

5d

SC9606-L05

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9611-L06

SC9611-L06

Bewegungslimitierungsschraube

6SF0560-2/AL

SF0561-2/AL

SF0562-2/AL

SF0563-2/AL

SF0555-2/AL

SF0567-2/AL

Deckplatte

7

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1416-L16

Senkschraube mit Innensechsrund

8

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

SC1416-L16

Senkschraube mit Innensechsrund(Achsschraube)

5-8SF5970-AL*

SF5971-AL*

SF5972-AL*

SF5973-AL*

SF5975-AL*

-

-

-

-

-

Passfeder mit Stift-

Funktionseinheit plug + go Modularität*

SF5977-AL

Funktionseinheit

NEURO SWING 2

3

5-8

-

NEURO SWING

2-3

NEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile* Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).
** Für die Systembreite 24 mm sind keine Passfedern vorhanden.

Set für Deckplatte mit Passfedern
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

ohne Abb. SF0560-E

SF0561-E

SF0562-E

SF0563-E

SF0555-E

24 mm-

Bezeichnung
Set für Deckplatte mit Passfedern

Das Set für Deckplatte mit Passfedern beinhaltet die Deckplatte, den Splintbolzen, zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy.

Passfedernset
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

ohne Abb. SF0390

12 mm
SF039114 mm
SF039216 mm
SF039320 mm
SF039524 mm-

Bezeichnung
Passfedernset

ME

NEURO HiSWING

Pos.

Set

Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO HiSWING R+

C20.6

NEURO SWING Carbon*** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die

Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

Ø = 30 mm
GS3013-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS3013-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS3013-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS3013-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

GS3013-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser
Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine	Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite C20.9.
Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

Ersatz- und Zubehörteile NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Federeinheiten im Koffer (1)Ersatzteile Federeinheit

2

1a

1d

1b

1e

1c

NEURO SWING

1f
1g
1h

Federeinheiten im Koffer
Pos.

Artikelnummer

Bezeichnung

SF58001 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

ohne Abb.

NEURO SWING 2

1

SF5800-0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 10 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 12 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 14 mm

1ds. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 16 mm

1e

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 20 mm

1f

WZ5703-3513

1 x Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 100 mm

1g

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1h

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Die Federeinheiten für die Systembreite 24 mm sind nicht im Koffer enthalten.

Federeinheiten (für ein NEURO SWING Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

BezeichnungME

SF5800-15/02

SF5801-15/03

SF5802-15/05

SF5803-15/07

SF5805-15/18

SF5807-15/12

Federeinheit, blau, normal,
max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-15/04

SF5801-15/06

SF5802-15/11

SF5803-15/15

SF5805-15/25

SF5807-15/25

Federeinheit, grün, mittel,
max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/06

SF5801-10/12

SF5802-09/16

SF5803-10/21

SF5805-10/40

SF5807-10/53

Federeinheit, weiß, stark,max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-10/09

SF5801-10/19

SF5802-10/29

SF5803-10/31

SF5805-10/60

SF5807-10/80

Federeinheit, gelb, sehr stark,max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5800-05/17

SF5801-05/33

SF5802-05/53

SF5803-05/63

SF5805-05/99

SF5807-05/99

Federeinheit, rot, extra stark,max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

Ersatzteile Federeinheiten
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

Bezeichnung

2

VE3771-045/10

VE3771-06/10

VE3771-07/10

VE3771-08/10

VE3771-11/10

VE3771-140/10

O-Ring zur Sicherung der Federeinheit

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

3

6

7

11

33

39

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

8

14

21

34

46

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3

9

17

26

49

85

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

9

17

30

57

97

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

29

60

99

C20.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO SWING

5

NEURO SWING-CLASSIC

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (3, 4, 5)

4

3
3a

NEURO SWING

3
5

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Pos.
3

10 mm
SF0950-LR1

12 mm

14 mm

SF0951-LR1

SF0952-LR1

16 mm
SF0953-LR1

20 mm
SF0955-5LR1

24 mm
SF0957-LR1

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

ME
Satz

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1056-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

4

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

SF0957-LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1127-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

11/D

Laserbeschriftung

-

5

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe

NEURO SWING 2

3aDeckplattenverpresshilfe (6)Artikelnummer für Systembreite

Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

Bezeichnung

Deckplattenverpresshilfe
WE5000-SF WE5001-SF WE5002-SF WE5002-SF WE5002-SF WE5007-SF (Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME
Satz

NEURO HiSWING

6

10 mm

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C20.8

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Systembreite 24 mm
Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Systembreite 24 mm
Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität
Systembreite

NEURO SWING 2

Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

4,5

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

32,5

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

12,5

Die Systemfußbügel in der Systembreite 24 mm sind nicht mit plug + go Modularität ausgestattet.

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

Bein/BeinseiteMElinkes oder rechtes Stück

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

FB5070-LR/ST3 FB5071-LR/ST3 FB5082-LR/ST4 FB5093-LR/ST4 FB5015-LR/ST5

24 mm
-

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

-

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

-

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5137-L/TI2

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1

FB5137-R/TI2

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

links lateral oderrechts mediallinks medial oderrechts lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

28

40

54

64

68

71

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

78

Tiefzieh-Fußbügel

linkes oder rechtes Stück

FB5270-LR/ST2 FB5271-LR/ST2 FB5282-LR/ST2 FB5293-LR/ST2 FB5215-LR/ST3 FB5237-LR/TI4

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

72

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Niet-Fußbügel

NEURO SWING Carbon

24 mm

C20.9

Systemfußbügel plug + go Modularität – gerade
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5-

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

-

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

-

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1-

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

29

41

55

65

69

-

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

-

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3-

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

-

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

-

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Stück

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO SWING 2ME

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

1

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

24 mm

Bezeichnung

1

BP0706-L020 BR0807-L020 BR1009-L025 BR1110-L030 BR1211-L030 BR1413-L070 Gleitbuchse	Alle Systemfußbügel des NEURO SWING Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

NEURO HiSWING

Pos.

Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO HiSWING R+

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann auch einlaminiert
werden.
Einspannhilfe für Systemfußbügel für Systembreite 24 mm:
	Durch die Einspannhilfe für Systemfußbügel wird der Systemfußbügel beim Schränken nicht verformt. Die
	Im Halsbereich ist jeder

enthalten. Weitere Informationen zu den Arbeitsschritten finden Sie auf der FIOR & GENTZ Website im Bereich

Systemfußbügel mit Hilfslinien„Online-Tutorials“.

versehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

C20.10NEURO SWING Carbon

Einspannhilfe für Systemfußbügel ist im Lieferumfang des Systemfußbügels für die Systembreite 24 mm

NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag
Dorsalanschlag

NEURO HiSWING R+

frei

dynamischdynamischstatischkein Knöchelgelenkfreijustierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

kein Knöchelgelenk

statisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube
frei

dynamisch A

dynamisch B

dynamisch (mit Fußheberfunktion)
dynamisch A

dynamisch B

statischjustierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

Plantaranschlag

Weitere Funktionen

statisch

Plantaranschlag

Plantaranschlag

Hauptfunktion

Anpassungsmöglichkeiten

dynamischstatischstatisch durch Einstellen derBewegungslimitierungsschraube

Das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.

NEURO SWING Carbon

Das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale Einfeilen
des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.
Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität ist als Mitläufer für das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk einsetzbar.
Das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität,
NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING,NEURO SWING-CLASSIC und NEURO HiSWING Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit undbei NEURO HiSWING durch zusätzliches Montieren der Wasserwaage.

C30.1

2024-04

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

NEURO SWING Carbon

C30.2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO SWING 2

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a

NEURO SWING 2

MaßBezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

41,5

50

59

71

84

c

Gelenkhöhe

50

61

66

79

89

Gelenkdicke

10

12

14

17

20

10 mm

12 mm

20 mm

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material

ME

14 mm

16 mm

Stahl

Stück

37

61

95

145

218

Titan

Stück

-

52

81

125

189

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING* ohne Federeinheiten

Das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO SWING Carbon

Montage-/GießdummyFedereinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite C30.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite C30.8.
Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite C30.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

C30.3

Systemknöchelgelenke NEURO SWING 2
NEURO SWING-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO SWING

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

ME

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SH5200-ST/LR

SH5201-ST/LR

SH5202-ST/LR

SH5203-ST/LR

SH5205-ST/LR

SH5201-TI/LR

SH5202-TI/LR

SH5203-TI/LR

SH5205-TI/LR-

Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

ME

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SH5220-ST/LR

SH5221-ST/LR

SH5222-ST/LR

SH5223-ST/LR

SH5225-ST/LR

SH5221-TI/LR

SH5222-TI/LR

SH5223-TI/LR

SH5225-TI/LR-

NEURO SWING 2nach innen gekröpft (Abb. 2)nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Bein

ME

Stahl

linkes oder rechtes

Stück

Titan

linkes oder rechtes

Stück

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SH5240-ST/LR

SH5241-ST/LR

SH5242-ST/LR

SH5243-ST/LR

SH5245-ST/LR

SH5241-TI/LR

SH5242-TI/LR

SH5243-TI/LR

SH5245-TI/LR-

NEURO HiSWING

Material

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C30.4

Ersatzteile NEURO SWING 2
NEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile

10
9
8
7

NEURO SWING

6

3

11
1

12

NEURO SWING 22

44

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

5Ersatzteile Schraubeinheit (10)NEURO HiSWING

10a

2

10b
10c
10d

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

3

C30.5

Ersatzteile NEURO SWING 2

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6039-L0580*

SB7049-L0590*

SB8559-L0630*

SB9669-L0760*

SB1069-L0960*

Splintbolzen*

2-3SF0310-P/ST

SF0311-P/ST

SF0312-P/ST

SF0313-P/ST

SF0315-P/ST

Oberteil mit Passfedern, gerade, Stahl

SF0311-P/TI

SF0312-P/TI

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0331-P/ST

SF0332-P/ST

SF0333-P/ST

SF0335-P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Stahl

2-3
2-3

SF0330-P/ST

Bezeichnung

2-3-SF0331-P/TI

SF0332-P/TI

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3SF0330-8P/ST

SF0331-8P/ST

SF0332-8P/ST

SF0333-8P/ST

SF0335-8P/ST

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Stahl

2-3-

SF0331-8P/TI

SF0332-8P/TI

SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

SF0390-01

SF0391-01

SF0392-02

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS1206-**

GS1407-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2611-**Gleitscheibe**

5SH0560-AL

SH0561-AL

SH0562-AL

SH0563-AL

SH0565-AL

Deckplatte

6

SH0490-01

SH0491-01

SH0492-01

SH0493-01

SH0493-01

Kolben7

PN0003-L02

PN0004-L02

7

-

-

-

-

-

Anschlagdämpfer

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

NEURO SWING

3

NEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile

GS0604-350

GS0705-525

GS1007-350

GS1108-500

GS1108-500

Gleitbuchse

9

FE1615-01

FE1611-01

FE1916-01

FE1027-01

FE1027-01

Druckfeder

10

SC9609-L13

SC9611-L14

SC9612-L15

SC9614-L17

SC9618-L17

Schraubeinheit

10a

VE3771-06/11

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-11/15

VE3771-125/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

10bSC9609-L13/S

SC9611-L14/T

SC9612-L15/T

SC9614-L17/T

SC9618-L17/T

Aufbaueinstellschraube

10c

VE3771-03/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-07/10

O-Ring zur Sicherung der
Bewegungslimitierungsschraube

10d

SC9606-L05

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9611-L06

Bewegungslimitierungsschraube

11

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

12

SC1403-L08

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-12SH5970-AL*

SH5971-AL*

SH5972-AL*

SH5973-AL*

SH5975-AL*

Funktionseinheit plug + go Modularität** Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren Splintbolzen (siehe Pos. 1).

NEURO SWING 2

8

Passfedernset
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

12 mm

ohne Abb. SF0390

SF039114 mm
SF039216 mm
SF039320 mm
SF0395

Bezeichnung
Passfedernset

Passfedern ausgetauscht werden müssen.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 12 mm
GS1206-040

Ø = 14 mm
GS1407-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1206-045

GS1407-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2611-045

GS1206-050

GS1407-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2611-050

GS1206-055

GS1407-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2611-055

GS1206-060

GS1407-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm

der Gleitscheibe, z. B. GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe
ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken
erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO HiSWING R+

10 mm

NEURO HiSWING	Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

C30.6

NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite C30.9.

Ersatz- und Zubehörteile NEURO SWING 2
NEURO SWING-CLASSIC

Federeinheiten im Koffer (1)Ersatzteile Federeinheit (2)

2
1a

1d

1b

1e

1c

NEURO SWING

1f
1g
1h

Federeinheiten im Koffer
Pos.

Artikelnummer

Bezeichnung

SH58001 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

ohne Abb.

NEURO SWING 2

1

SH5800-0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 2, 10 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 2, 12 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 2, 14 mm

1ds. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 2, 16 mm

1e

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING 2, 20 mm

1f

WZ5703-3513

1 x Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 100 mm

1g

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1h

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Federeinheiten (für ein NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):

NEURO HiSWING

Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SH5800-15/02

SH5801-15/03

SH5802-15/05

SH5803-15/07

SH5805-15/18

Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

ME
Stück

SH5800-15/04

SH5801-15/06

SH5802-15/11

SH5803-15/15

SH5805-15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SH5800-10/06

SH5801-10/12

SH5802-09/16

SH5803-10/21

SH5805-10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SH5800-10/09

SH5801-10/19

SH5802-10/29

SH5803-10/31

SH5805-10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SH5800-05/17

SH5801-05/33

SH5802-05/53

SH5803-05/63

SH5805-05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

Ersatzteile Federeinheiten

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

2

VE3771-045/10

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

VE3771-06/10

VE3771-07/10

VE3771-08/10

VE3771-11/10

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

3

7

8

13

36

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

9

16

24

41

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

29

52

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

32

61

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

5

11

20

32

64

C30.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO SWING 2

5

NEURO SWING-CLASSIC

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (3, 4, 5)

4

3
3a

NEURO SWING

3
5

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

3SF0950-LR1

SF0951-LR1

SF0952-LR1

SF0953-LR1

SF0955-5LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

3a

SC1053-L08

SC1054-L10

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

4

SF0950-LR2

SF0951-LR2

SF0952-LR2

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1010-01/LR PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

5

1/Y

2/Z

4/B

5/C

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe

NEURO SWING 2

Pos.

Deckplattenverpresshilfe (6)Artikelnummer für Systembreite
10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

6

WE5000-SF

WE5001-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

WE5002-SF

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube undUnterlegscheibe)

ME

NEURO HiSWING

Pos.

Satz

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C30.8

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität
Systembreite

NEURO SWING 2

Maß [mm]

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,0

2,5

3,0

3,0

Halsbreite

16,0

19,4

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

6,0

7,0

8,5

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

Bein/Beinseite

ME

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

linkes oder rechtes

Stück

FB5070-LR/ST3

FB5071-LR/ST3

FB5082-LR/ST4

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

104

112

124

144

164

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-L/ST1

FB5171-L/ST1

FB5182-L/ST1

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

FB5170-R/ST1

FB5171-R/ST1

FB5182-R/ST1

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1
68

Niet-Fußbügel

links lateral oder rechts
mediallinks medial oder rechts
lateral

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

28

40

54

64

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-LR/ST2

FB5271-LR/ST2

FB5282-LR/ST2

FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

49

54

61

67

73

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Tiefzieh-Fußbügel

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO SWING Carbon

20 mm

C30.9

linkes oder rechtes

StückSystemfußbügel plug + go Modularität – gerade
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5070-ST/3

FB5071-ST/3

FB5082-ST/4

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

105

113

125

145

165

Gewicht [g]

33

43

69

112

143

FB5170-ST/1

FB5171-ST/1

FB5182-ST/1

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1
69

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

29

41

55

65

Gewicht [g]

10

16

32

53

70

FB5270-ST/2

FB5271-ST/2

FB5282-ST/2

FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

50

55

62

68

74

Gewicht [g]

14

19

34

53

66

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO SWING 2ME

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BP0706-L020

BR0807-L020

BR1009-L025

BR1110-L030

BR1211-L030

1

Bezeichnung
Gleitbuchse	Alle Systemfußbügel des NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

NEURO HiSWING

Pos.

Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO HiSWING R+

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

	Im Halsbereich ist jeder
versehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

C30.10NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel mit Hilfslinien

NEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO HiSWING

Dorsalanschlag

Dorsalanschlag

frei

Weitere Funktionen
für den Patienten

dynamischstatisch

Plantaranschlag

kein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Hauptfunktion

Anpassungsmöglichkeiten

NEURO HiSWING R+

frei

Dorsalanschlag

dynamischdynamischstatischkein Knöchelgelenk
frei

Plantaranschlag

justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit
frei

dynamisch A

dynamisch B

dynamisch A

dynamisch B

statischdynamisch (mit Fußheberfunktion)
justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

statischÜber den Bedienhebel kann der Patient eigenständig den Knöchelgelenkwinkel stufenlos um +/-17° verändern.
Dabei orientiert er sich mithilfe der Wasserwaage an dem vom Orthopädietechniker vorgegebenen Orthesenaufbau.
• Anpassung des Knöchelgelenkwinkels: - an die Gegebenheiten des Untergrunds- an die Absatzhöhen unterschiedlicher Schuhe- zum Gehen ohne Schuhe• Erweiterung der Bewegungsfreiheit zur Komforterhöhung beim Sitzen

Das hydraulische Systemknöchelgelenk NEURO HiSWING verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.

NEURO SWING Carbon

Das NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf das NEURO CLASSIC Systemknöchelgelenk frei beweglich durch das optionale Einfeilen
des Systemfußbügels und Austauschen der Funktionseinheit.
Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität ist als Mitläufer für das NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk einsetzbar.
Das NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk ist umrüstbar auf die NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität,
NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2, NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING,NEURO SWING-CLASSIC und NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenke durch Austauschen der Funktionseinheit.

C40.1

2024-07

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

NEURO SWING Carbon

C40.2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO HiSWING

16 mm

20 mm

Bezeichnung

16 mmGelenkmaße [mm]Systembreite a

NEURO SWING 2

MaßGelenkkopfbreite

79

93

c

Gelenkhöhe

100

113

Gelenkdicke28

33

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

16 mm

20 mm

235

385

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING* ohne Federeinheiten

Das NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Funktionseinheit
Wasserwaage
Deckplattenverpresshilfe
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy für Systemknöchelgelenk
Montage-/Gießdummy für Wasserwaage

NEURO SWING Carbon

20 mm

b

Federeinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite C40.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite C40.8.
Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite C40.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

C40.3

Systemknöchelgelenke NEURO HiSWINGNEURO SWING-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO SWING

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Bein
linkes oder rechtes

ME
Stück

16 mm

20 mm

SH7203-TI/LR

SH7205-TI/LR

Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Bein
linkes oder rechtes

ME
Stück

16 mm

20 mm

SH7223-TI/LR

SH7225-TI/LR

NEURO SWING 2nach innen gekröpft (Abb. 2)nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Bein
linkes oder rechtes

ME
Stück

16 mm

20 mm

SH7243-TI/LR

SH7245-TI/LR

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C40.4

Ersatzteile NEURO HiSWINGNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile
16
11
12a

12b
11
5a

NEURO SWING

3

5b

10

4

9
8

1
2

7

4

14

NEURO SWING 2

6

NEURO HiSWING

Oberteil mit Passfedern, vormontiert (2-3)

Ersatzteile Wasserwaage (16)2
16a

NEURO HiSWING R+

3

NEURO SWING Carbon

15

13

C40.5

Ersatzteile NEURO HiSWINGNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

16 mm

1

SB9669-L0760

20 mm

Bezeichnung

SB1069-L0960

Splintbolzen

SF0313-P/TI

SF0315-P/TI

Oberteil mit Passfedern, gerade, Titan

SF0333-P/TI

SF0335-P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach innen gekröpft, Titan

2-3SF0333-8P/TI

SF0335-8P/TI

Oberteil mit Passfedern, nach außen gekröpft, Titan

3

SF0393-02

SF0395-02

Passfeder mit Stift

4

GS2210-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5aSH0763-2/L

SH0865-2/L

Federeinheitenabdeckung, links hinten oder rechts vorne

5bSH0763-2/R

SH0865-2/R

Federeinheitenabdeckung, links vorne oder rechts hinten

6

SC1403-L08/1

SC1403-L10

Senkschraube mit Innensechsrund

7

SH0493-01

SH0493-01

Kolben8

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

9

GS1108-500

GS1108-500

Gleitbuchse

10

FE1027-01

FE1027-01

Druckfeder

11

SC1403-L08/1

SC1403-L08/1

Senkschraube mit Innensechsrund

12aSH0763-3/L

SH0765-3/L

Justierschraubenabdeckung, links hinten oder rechts vorne

12bSH0763-3/R

SH0765-3/R

Justierschraubenabdeckung, links vorne oder rechts hinten

13

-

-

Deckplatte**

14SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

15

SC1405-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

5-15

SH7973-AL***

SH7975-AL***

Funktionseinheit plug + go Modularität***SH7805

SH7805

Wasserwaage

SC9403-L05

SC9403-L05

Gewindestift** D ie Deckplatte kann nicht separat bestellt werden.
*** D ie Funktionseinheit wird montiert geliefert. Die Hydraulik der Funktionseinheit darf nicht geöffnet werden. Entnehmen Sie der Explosionszeichnung, welche
Teile der Funktionseinheit demontiert werden dürfen. Die Wasserwaage ist nicht Bestandteil der Funktionseinheit. Bitte bestellen Sie die Wasserwaage bei einer
Gelenkumrüstung separat. Für eine Umrüstung vom NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität benötigen Sie zusätzlich zur Funktionseinheit den längeren

NEURO SWING 21616a

NEURO SWING

2-3
2-3

Splintbolzen (siehe Pos. 1).

Passfedernset
Artikelnummer für Systembreite
16 mmohne Abb. SF0393

20 mm

Bezeichnung

SF0395

Passfedernset

	Das Passfedernset enthält zwei Passfedern mit Stift und den äußeren Montage-/Gießdummy zum leichteren Verpressen. Sie können das Set bestellen, wenn
Passfedern ausgetauscht werden müssen.

* Gleitscheiben
Artikelnummer für Systembreite
20 mm

Ø = 22 mm

Ø = 26 mm

GS2210-040

GS2611-040

GS2210-045

GS2611-045

GS2210-050

GS2611-050

GS2210-055

GS2611-055

GS2210-060

GS2611-060

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS2611-040. Die Dicke
dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer
Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mmNEURO HiSWING R+

16 mm

NEURO HiSWING

Pos.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

C40.6

NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel plug + go Modularität finden Sie ab Katalogseite C40.9.

Ersatz- und Zubehörteile NEURO HiSWINGNEURO SWING-CLASSIC

Federeinheiten

Ersatzteile Federeinheit

Zubehörteile

2

5

NEURO SWING

3

4

1

Federeinheiten* (für ein NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):

NEURO SWING 2

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

16 mm

20 mm

1

SH5803-15/07

SH5805-15/18

Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Bezeichnung

Stück

ME

1

SH5803-15/15

SH5805-15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5803-10/21

SH5805-10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5803-10/31

SH5805-10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5803-05/63

SH5805-05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück* F ür das NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk 16 mm und 20 mm werden die gleichen Federeinheiten wie für das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk
16 mm und 20 mm benötigt.

Ersatzteile Federeinheiten

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

16 mm

20 mm

2

VE3771-08/10

VE3771-11/10

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit

Artikelnummer

20 mm
36

Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

13

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

24

41

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

29

52

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

32

61

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

3264

Zubehörteile
Pos.

Artikelnummer

BezeichnungME

3

WZ5114-T06

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T6**

Stück

4

WZ5114-T08

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T8***

Stück

5

WZ5112-5010

Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Stück** wird zum Ein- und Ausdrehen der Gewindestifte auf der Wasserwaage benötigt
*** wird zum Ein- und Ausdrehen der Senkschrauben auf den Federeinheitenabdeckungen benötigtNEURO SWING Carbon

16 mm

C40.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO HiSWINGNEURO SWING-CLASSIC

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (6-7, 8, 9)

7

9

8

6
6a

NEURO SWING

6
9Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
16 mm

Pos.
6

SF0953-LR1

20 mm
SF0955-5LR1

BezeichnungME

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz
Stück

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

7SH0975-1

SH0975-1

Montage-/Gießdummy für Wasserwaage

Stück

8

SF0953-LR2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1013-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

5/C

7/C

Laserbeschriftung-

9Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO SWING 2

6a

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe

Deckplattenverpresshilfe (10)Artikelnummer für Systembreite

10

16 mm
WE5002-SF

20 mm
WE5002-SF

Bezeichnung
Deckplattenverpresshilfe (Pressschraube
und Unterlegscheibe)

ME

NEURO HiSWING

Pos.

Satz

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C40.8

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemfußbügel plug + go Modularität – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel plug + go Modularität
Systembreite

NEURO SWING 2

Maß [mm]3,03,0Halsbreite

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

9,6

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

16 mm

20 mm

FB5093-LR/ST4

FB5015-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

144

164

Gewicht [g]

112

143

FB5193-L/ST1

FB5115-L/ST1

Niet-Fußbügel

Bein/Beinseite
linkes oder rechtes

links lateral oder rechts medial

Stück

Stück

FB5193-R/ST1

FB5115-R/ST1

64

68

Gewicht [g]5370FB5293-LR/ST2

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]6773

Gewicht [g]5366

Tiefzieh-Fußbügel

C40.9

links medial oder rechts lateralME

Länge ab Bohrungsmitte [mm]NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

20 mm

Dicke

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO SWING Carbon

16 mm

linkes oder rechtes

StückSystemfußbügel plug + go Modularität – gerade
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung
Niet-Fußbügel

ME

16 mm

20 mm

Stück

FB5093-ST/4

FB5015-ST/5

145

165

112

143

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

FB5193-ST/1

FB5115-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]6569

Gewicht [g]5370FB5293-ST/2

FB5215-ST/3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]6874

Gewicht [g]5366

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Stück

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO SWING 2

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Gewicht [g]Ersatzteile Systemfußbügel

Artikelnummer für Systembreite
1

16 mm
BR1110-L030

20 mm
BR1211-L030

Bezeichnung

1

Gleitbuchse

Alle Systemfußbügel des NEURO HiSWING Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

NEURO HiSWING

Pos.

Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO HiSWING R+

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kannauch einlaminiert werden.

	Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel
mit Hilfslinien versehen, mit denen man

C40.10NEURO SWING Carbon

den Gelenkwinkel ablesen kann.

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Bluetooth® und Apps
Durch Bluetooth*können Sie die
Steuereinheit auf
einfache Weise mit
der Expert App (fürOrthopädietechniker) und User
App (für Patienten) verbinden.
Die Expert App wird benötigt,
um die Orthese in Betrieb zu
nehmen und einzustellen.
Die App muss einmaligüber den Codegenerator
für die Expert App auf derFIOR & GENTZ Website
freigeschaltet werden.

lsauch aktgelenMit der User App kann die
Orthese durch den Patienten
bedient werden.

Tes fügbar!
ver12
talogseite C50.

NEURO SWING 2ab KaNEURO HiSWING

Dorsalanschlag

Dorsalanschlag

NEURO HiSWING R+

Anpassungsmöglichkeiten
Weitere Funktionen

dynamischstatisch

Plantaranschlag

kein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

dynamischdynamischstatischkein Knöchelgelenk
frei

Plantaranschlag

justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

dynamisch A

dynamisch B

statischdynamisch (mit Fußheberfunktion)
justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

Moduswechsel über die Expert App/User App
frei

dynamisch A

Zero-Modus

Relax-Modus
Treppenmodus

NEURO SWING Carbon

frei

Dorsalanschlag

Alternativfunktion
mit Bedienknopf(wenn die User App nicht verfügbar ist)

dynamisch B

statisch- Zurücksetzen des Unterschenkel-Lot-Winkels auf die

vom Orthopädietechniker eingestellte Grundstellung(z. B. beim Stehen oder Gehen auf Steigungen oderGefälle, beim Schuhwechsel, nach der Nutzung desRelax-Modus/Treppenmodus)- flexible Anpassung des Unterschenkel-Lot-Winkels,
für Situationen, in denen der Patient den Fuß
entspannen möchte (z. B. im Sitzen)- Anpassung des Unterschenkel-Lot-Winkels beim
Treppensteigen- manuelle Anpassung des Knöchelgelenkwinkels
mit dem Bedienknopf am Systemgelenk in beide
RichtungenDas mikroprozessorgesteuerte, automatische Systemknöchelgelenk NEURO HiSWING R+ verfügt über eine integrierte Geräuschdämpfung.
Das NEURO CLASSIC mit plug + go Modularität ist als Mitläufer für das NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk einsetzbar.

C50.1

2024-07* Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG,
Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch FIOR & GENTZ erfolgt unter Lizenz.

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2
NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

Für den Bau einer Orthese mit einem
NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk
benötigen Sie die folgenden Komponenten:
Systemknöchelgelenk (Seite C50.4)
Steuereinheitenset, Anschlusskabelset (Seite C50.8)
Federeinheiten (Seite C50.7)
Werkzeuge, inkl. Montage-/Gießdummy und
Aufpressdummy (Seite C50.9)

Hinweis: Der Bau einer KAFO in Kombination mit anderen
Systemkniegelenken (außer NEURO MATIC) ist ebenfalls
möglich.

C50.2

NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel (ab Seite C50.10)
Systemschienen/-anker (ab Seite J1)
Expert App
User AppNEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO HiSWING R+

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a

NEURO SWING 2

MaßBezeichnung

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

93cGelenkhöhe

113

Gelenkdicke

37

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

20 mm
385

NEURO HiSWING* ohne Federeinheiten

Das NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Deckplattenverpresshilfe

NEURO HiSWING R+

Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyFedereinheiten, Aufpressdummy, Systemfußbügel und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite C50.7.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite C50.9.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite C50.10.

NEURO SWING Carbon

Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

Hinweis: Sie benötigen die Expert App, um eine Orthese mit NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk in Betrieb nehmen und einstellen zu können. Die Appmuss einmalig über den Codegenerator für die Expert App auf der FIOR & GENTZ Website freigeschaltet werden. Sie können die Expert App für beliebig viele
Smartphones/Tablets für Android und iOS herunterladen und zur Einstellung der Orthese nutzen. Dem Patienten steht die User App zur Verfügung. Diese kanner über sein Smartphone/Tablet oder über seine Apple Watch* bedienen.
* Apple Watch ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

C50.3

Systemknöchelgelenke NEURO HiSWING R+
NEURO SWING-CLASSIC

nach innen gekröpft
Abb. 2NEURO SWING

geradeAbb. 1nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Bein
linkes oder rechtes

ME
Stück

20 mm
SH8205-TI/LR

NEURO SWING 2nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Bein
linkes oder rechtes

ME
Stück

20 mm
SH8225-TI/LR

nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Bein
linkes oder rechtes

ME
Stück

20 mm
SH8245-TI/LR

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C50.4

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile NEURO HiSWING R+
Ersatzteile
10

11a

11b

4a

4b

3

2

C50.5
9
8

1
7

3
6

5
13

12
14

Ersatzteile NEURO HiSWING R+
NEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

20 mm

Bezeichnung

SB1069-L0960

Splintbolzen

2SH0815-TI

Oberteil, gerade, Titan

2

SH0835-TI

Oberteil, nach innen gekröpft, Titan

2

SH0835-8/TI

Oberteil, nach außen gekröpft, Titan

3

GS2611-*Gleitscheibe*

4aSH0865-2/L

Federeinheitenabdeckung, 20 mm, links hinten oder rechts vorne

4bSH0865-2/R

Federeinheitenabdeckung, 20 mm, links vorne oder rechts hinten

5SC1403-L10

Senkschraube mit Innensechsrund

6

SH0493-01

Kolben7

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

8

GS1108-500

Gleitbuchse

9

FE1027-01

Druckfeder

10

SC1403-L08/1

Senkschraube mit Innensechsrund

11aSH0865-3/L

Justierschraubenabdeckung, 20 mm, links hinten oder rechts vorne

11bSH0865-3/R

Justierschraubenabdeckung, 20 mm, links vorne oder rechts hinten

12-

Deckplatte**

13

SC1416-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

14

SC1416-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

4-14

SH8975-AL***

Funktionseinheit***

NEURO SWING

1** D
 ie Deckplatte kann nicht separat bestellt werden.
Teile der Funktionseinheit demontiert werden dürfen.

* Gleitscheiben
Artikelnummer für Systembreite
20 mm
Ø = 26 mm
GS2611-040
GS2611-045

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS2611-040. Die Dicke
dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer

NEURO SWING 2*** D
 ie Funktionseinheit wird montiert geliefert. Die Hydraulik der Funktionseinheit darf nicht geöffnet werden. Entnehmen Sie der Explosionszeichnung, welche

Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

GS2611-050

NEURO HiSWING

GS2611-055
GS2611-060
0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mmNEURO HiSWING R+

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

C50.6

NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite C50.10.

Zubehörteile NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Federeinheiten

NEURO HiSWING R+

Zubehörteile

2
3

4

5

1
Federeinheiten* (für ein NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

20 mm

BezeichnungME

1

SH5805-15/18

Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5805-15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5805-10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5805-10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

1

SH5805-05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück* F ür das NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk 20 mm werden die gleichen Federeinheiten wie für das NEURO SWING 2 Systemknöchelgelenk 20 mm
benötigt.

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
20 mmFedereinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

41

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

52

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

61

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

64

36Ersatzteile Federeinheiten
Artikelnummer für Systembreite
Pos.
2

20 mm
VE3771-11/10

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit

Zubehörteile
Pos.
3

NEURO SWING Carbon

Ersatzteile Federeinheit

WZ5114-T08

Artikelnummer

Bezeichnung
Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T8**

Stück

4

WZ5114-T10

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T10***

Stück

-

WZ5114-T30

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T30

Stück

5

WZ5112-5010

Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Stück** wird zum Ein- und Ausdrehen der Senkschrauben auf den Justierschraubenabdeckungen benötigt.
*** wird zum Ein- und Ausdrehen der Senkschrauben auf den Federeinheitenabdeckungen benötigt.

C50.7

ME

Zubehörteile NEURO HiSWING R+
NEURO SWING-CLASSIC

Steuereinheitenset (6a–6e)

6d
6a
6e

6b

6c

Artikelnummer für Systembreite
Position

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral

SL3860-S

Steuereinheitenset

Set

1

6a

ET3860

Steuereinheit mit Bluetooth mit Lithium-Polymer-Akku

Stück

1

6b

ET0710-01

Aufladekabel für Steuereinheit, 1 m

Stück

1

6c

ET0780-01

Netzteil

Stück

1

6d

VE0831-A3*

Gewindeeinsatz*

Stück

4

6e

SC1302-L06*

Senkschraube mit Kreuzschlitz H*

Stück

4

NEURO SWING 26a-6e* werden zur Befestigung der Steuereinheit benötigt

Anschlusskabelsets (7a-7g)

7a

NEURO SWING

Steuereinheitenset

7e
7g

7c

7d

7f

Anschlusskabelsets
Artikelnummer für Systembreite
Position

20 mm

Menge
BezeichnungMEunilateralSH8860-K

Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+

Set

1

7a

ET0711-03

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO HiSWING R+, 510 mm

Stück

1

7b

SH0985-11

Gießdummy für Anschlusskabel, 470 mm

Stück

1

7c

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

1

7c-7f

SL3860-K/4

Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+, NEURO HiTRONIC

Set

1

7c

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

3

7d

ET0713-02

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO HiTRONIC und NEURO HiSWING R+, 660 mm

Stück

1

7e

SH0985-15

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiSWING R+ Funktionseinheit, 270 mm

Stück

1

7e

SH0985-16

Gießdummy für Anschlusskabel für Steuereinheit, 140 mm

Stück

1

7e

SL0935-17

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiTRONIC Funktionseinheit, 190 mm

Stück

1

7f

ET0972-3

Gießdummy für Anschlusskabel für Funktionseinheit

Stück

1

Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+, NEURO TRONIC

Set

1

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

3

7e

SH0985-15

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiSWING R+ Funktionseinheit, 270 mm

Stück

1

7e

SH0985-16

Gießdummy für Anschlusskabel für Steuereinheit, 140 mm

Stück

1

7e

SK0935-11

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO TRONIC Funktionseinheit, 250 mm

Stück

1

7f

ET0972-3

Gießdummy für Anschlusskabel für Funktionseinheit

Stück

1

7g

ET0714-02

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO TRONIC und NEURO HiSWING R+, 660 mm

Stück

1

C50.8

NEURO SWING Carbon

7c

NEURO HiSWING R+

7a-7c

7c, 7e-7g SK3860-K/4

NEURO HiSWING

7b

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO HiSWING R+
NEURO SWING-CLASSIC

Montage-/Gießdummy, Aufpressdummy und Gelenkaufnahme (1, 2, 3)

3
1

2
1a

NEURO SWING

1
3

Montage-/Gießdummy, Aufpressdummy und Gelenkaufnahme
Artikelnummer für Systembreite
20 mm

Pos.

NEURO SWING 2

1

SH0985-LR1

BezeichnungME

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

1a

SC1056-L14

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

2

SF0955-5LR2

Aufpressdummy

Stück

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung-3

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Deckplattenverpresshilfe (4)Deckplattenverpresshilfe
Artikelnummer für Systembreite
20 mm

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Pos.
4

Deckplattenverpresshilfe(Pressschraube und Unterlegscheibe)

ME
Satz

Die Deckplattenverpresshilfe ist im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

Gießdummy für Steuereinheit (5)
5a

5c
5d

5c

NEURO SWING Carbon

WE5005-SF

Bezeichnung

C50.9

Gießdummy für Steuereinheit
5b

Pos.
5

Artikelnummer
ET0935

Bezeichnung
Gießdummy für Steuereinheit, 2-teilig

ME
Satz

5a

ET0935-1

Gießdummy für Steuereinheit, Akku-Seite

Stück

5b

ET0935-2

Gießdummy für Steuereinheit, Kabel-Seite

Stück

5c

SC1302-L04

Senkschraube mit Kreuzschlitz H, 4 Stück

Stück

5d

SC0403-L40

Linsenschraube mit Innensechsrund

StückSystemfußbügel – gekröpft
NEURO SWING-CLASSIC

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

NEURO SWING

Niet-Fußbügel

Allgemeine Maße der Systemfußbügel
Systembreite
Maß [mm]

20 mm
3,0

Halsbreite

30,8

Bohrungsdurchmesser

10,5

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung
Niet-Fußbügel

Bein/Beinseite
linkes oder rechtes

ME
Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]164

Gewicht [g]Einguss-/Prepreg-Fußbügel

143links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts lateral

Stück

FB5115-L/ST1
FB5115-R/ST1
68

Gewicht [g]NEURO HiSWING

Länge ab Bohrungsmitte [mm]Tiefzieh-Fußbügel

20 mm
FB5015-LR/ST5

NEURO SWING 2

Dicke

70
linkes oder rechtes

Stück

FB5215-LR/ST3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]73

Gewicht [g]66

NEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C50.10NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemfußbügel – gerade

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung
Niet-Fußbügel

ME

20 mm

Stück

FB5015-ST/5

NEURO SWING 2

Länge ab Bohrungsmitte [mm]165

Gewicht [g]143Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Stück

FB5115-ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]69

Gewicht [g]70Tiefzieh-Fußbügel

Stück

FB5215-ST/3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]74Gewicht [g]66Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel

NEURO HiSWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

20 mm

1

BR1211-L030

Bezeichnung

1

Gleitbuchse

Alle Systemfußbügel des NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung
Niet-Fußbügel:NEURO HiSWING R+

Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.
Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kannauch einlaminiert werden.

	Im Halsbereich ist jeder Systemfußbügel

NEURO SWING Carbon

mit Hilfslinien versehen, mit denen man
den Gelenkwinkel ablesen kann.

C50.11

NEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zubehörteile
Der Einsatz des NEURO HiSWING R+ TestgelenksTeermöglicht es, zu überprüfen, ob eine solche Versorgung

Für den Bau einer Orthese mit einem NEURO HiSWING R+
Testgelenk benötigen Sie die folgenden Komponenten:
Funktionseinheit (zur Miete)
Steuereinheit (zur Miete)
Gießdummy für Steuereinheit (zur Miete)
Zubehörset für Steuereinheit (zum Kauf)
Oberteilset (zum Kauf)
Anschlusskabelset (zum Kauf)
Federeinheiten (zum Kauf)
Systemfußbügel (zum Kauf)
Systemschienen/-anker (zum Kauf)Expert App
User Appden persönlichen Anforderungen gerecht wird undeine Bereicherung für den Alltag der Patientin oder desPatienten darstellt. Anhand der Patientendaten ermittelt
der Orthesen-Konfigurator, ob eine Versorgung mit dem
NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk für die Patientin

oder den Patienten geeignet ist.
	Die technischen Angaben des Testgelenks wie Gelenkmaße und Gelenkgewicht sindidentisch mit denen des NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenks.

NEURO SWING

Funktionseinheit (1a)Testgelenk, gerade (1)NEURO SWING-CLASSIC

nk
e
l
e
g
t
s

Oberteilset, gerade (1b-1f)

1c

1a

1b

1d

1e

NEURO SWING 21

1f

NEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zuberhörteile, gerade (1)Position
1

Bein

Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer

20 mm

für Mietgebühr

MElinkes oder rechtes Satz

Bezeichnung

MI8975-SH*

Funktionseinheit für NEURO HiSWING R+ Testgelenk*-

Oberteilset für NEURO HiSWING R+ Testgelenk, gerade**

1a

-

Stück

SH8975-TG*

1b-1f

-

Satz

SH8205-LR/TG/1**

NEURO HiSWING R+ Testgelenk, gerade, Titan

NEURO HiSWING

SH8205-LR/TG

Oberteilset für NEURO HiSWING R+ Testgelenk, gerade (1b-1f)**
Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer

20 mm

für Mietgebühr

Position

Bein

ME

1b

-

Stück

SH0815-TI-

Oberteil, gerade, Titan

Bezeichnung

-

Stück

SB1069-L0960-

Splintbolzen

-

Stück

GS2611-***-Gleitscheibe*** (siehe Seite C50.14)

1e

-

Stück

WE5005-SF-

Deckplattenverpresshilfe

1f

-

Stück

SH0985-LR1-

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)* zur Miete verfügbar
** nur zum Kauf verfügbarNEURO SWING Carbon

C50.12NEURO HiSWING R+

1c1d

NEURO SWING-CLASSICNEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zubehörteile
Funktionseinheit (2a)Testgelenk, nach innen gekröpft (2)Oberteilset, nach innen gekröpft (2b-2f)

2c

2a

2b

NEURO SWING

2

2e

2f

NEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zuberhörteile, nach innen gekröpft (2)Position
2

NEURO SWING 2

2d

Bein

Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer

20 mm

für Mietgebühr

MElinkes oder rechtes Satz

SH8225-LR/TG

MI8975-SH*

2a

-

Stück

SH8975-TG*

2b-2f

-

Satz

SH8225-LR/TG/1**-

Bezeichnung
NEURO HiSWING R+ Testgelenk, nach innen gekröpft, Titan
Funktionseinheit für NEURO HiSWING R+ Testgelenk*
Oberteilset für NEURO HiSWING R+ Testgelenk, nach innen gekröpft**

Oberteilset für NEURO HiSWING R+ Testgelenk, nach innen gekröpft (2b-2g)**
Position

Bein

ME

2b

-

Stück

Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer

20 mm

für Mietgebühr

SH0835-TI-

Bezeichnung
Oberteil, nach innen gekröpft, Titan

2c

-

Stück

SB1069-L0960-

Splintbolzen

2d

-

Stück

GS2611-***-Gleitscheibe*** (siehe Seite C50.14)

2e

-

Stück

WE5005-SF-

Deckplattenverpresshilfe

2f

-

Stück

SH0985-LR1-

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)* zur Miete verfügbarNEURO HiSWING** n ur zum Kauf verfügbar

Funktionseinheit (3a)Testgelenk, nach außen gekröpft (3)Oberteilset, nach außen gekröpft (3b-3f)3c

3a

NEURO HiSWING R+

3b

3

3e

3f

NEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zuberhörteile, nach außen gekröpft (3)Position
3

NEURO SWING Carbon

3d

Bein

Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer

20 mm

für Mietgebühr

MElinkes oder rechtes Satz

SH8245-LR/TG

MI8975-SH*

3a

-

Stück

SH8975-TG*

3b-3f

-

Satz

SH8205-LR/TG/1**

C50.13-

Bezeichnung
NEURO HiSWING R+ Testgelenk, nach außen gekröpft, Titan
Funktionseinheit für NEURO HiSWING R+ Testgelenk*
Oberteilset für NEURO HiSWING R+ Testgelenk, nach außen gekröpft**

NEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zubehörteile

Position

Bein

ME

3b

-

Stück

Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer

20 mm

für Mietgebühr

SH0835-8/TI-

NEURO SWING-CLASSIC

Oberteilset für NEURO HiSWING R+ Testgelenk, nach außen gekröpft (3b-3f)**
Bezeichnung
Oberteil, nach außen gekröpft, Titan

3c

-

Stück

SB1069-L0960-

Splintbolzen

3d

-

Stück

GS2611-***-Gleitscheibe*** (siehe Seite C50.14)

3e

-

Stück

WE5005-SF-

Deckplattenverpresshilfe

3f

-

Stück

SH0985-LR1-

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)* zur Miete verfügbar
** n ur zum Kauf verfügbar

Artikelnummer für Systembreite
20 mm
Ø = 26 mm
GS2611-040
GS2611-045

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B. GS2611-040.
Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich.
Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen
hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt.

NEURO SWING*** Gleitscheiben

GS2611-050
GS2611-055
GS2611-060
0,40 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

Steuereinheit für NEURO HISWING R+ Testgelenk*
Artikelnummer
für Systembreite

Artikelnummer
für

Pos.

20 mm

Mietgebühr

4

ET3860-MG

MI3860-ET

Menge
BezeichnungMEunilateral

Steuereinheit für NEURO HISWING
R+ Testgelenk, mit Bluetooth mit
Lithium-Polymer-Akku

Stück

1

ME

unilateral
1

NEURO SWING 2

Steuereinheit (4)0,45 mm* zur Miete verfügbarNEURO HiSWING

Zubehörset für Steuereinheit (5a–5d)5c

5aNEURO HiSWING R+

5d5b

Zubehörset für Steuereinheit**
Artikelnummer für Systembreite
Position

Menge
Bezeichnung

20 mm
SL3860-M

Zubehörset für Steuereinheit

Set

5a

ET0710-01

Aufladekabel für Steuereinheit, 1 m

Stück

1

5b

ET0780-01

Netzteil

Stück

1

5c

VE0831-A3

Gewindeeinsatz

Stück

4

5d

SC1302-L06

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

Stück

4

** nur zum Kauf verfügbar

C50.14

NEURO SWING Carbon

5a-5dNEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSICNEURO HiSWING R+ Testgelenk und Zubehörteile
Anschlusskabelsets (6a-6g)

6a

6e
6g

6b

6f

Anschlusskabelsets**
Artikelnummer für Systembreite
Position

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral

6a-6cSH8860-K

Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+

Set

1

6a

ET0711-03

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO HiSWING R+, 510 mm

Stück

1

6b

SH0985-11

Gießdummy für Anschlusskabel, 470 mm

Stück

1

6c

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

1

6c-6f

SL3860-K/4

Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+, NEURO HiTRONIC

Set

1

6c

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

3

6d

ET0713-02

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO HiTRONIC und NEURO HiSWING R+, 660 mm

Stück

1

6e

SH0985-15

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiSWING R+ Funktionseinheit, 270 mm

Stück

1

6e

SH0985-16

Gießdummy für Anschlusskabel für Steuereinheit, 140 mm

Stück

1

6e

SL0935-17

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiTRONIC Funktionseinheit, 190 mm

Stück

1

6f

ET0972-3

Gießdummy für Anschlusskabel für Funktionseinheit

Stück

1

Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+, NEURO TRONIC

Set

1

6c, 6e-6g SK3860-K/4
6cET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

3

6e

SH0985-15

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiSWING R+ Funktionseinheit, 270 mm

Stück

1

6e

SH0985-16

Gießdummy für Anschlusskabel für Steuereinheit, 140 mm

Stück

1

6e

SK0935-11

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO TRONIC Funktionseinheit, 250 mm

Stück

1

6f

ET0972-3

Gießdummy für Anschlusskabel für Funktionseinheit

Stück

1

6g

ET0714-02

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO TRONIC und NEURO HiSWING R+, 660 mm

Stück

1

** nur zum Kauf verfügbar

Gießdummy für Steuereinheit (7)7a7cNEURO HiSWING R+

7d

NEURO SWING Carbon

6d

6c

Gießdummy für Steuereinheit*
Artikelnummer fürSystembreite

7b
Pos.

20 mm

7

ET0935-MG

7aET0935-1

7bET0935-27cSC1302-L04

7dSC0403-L40* zur Miete verfügbar

7c

C50.15

Artikelnummer für
Bezeichnung
Mietgebühr
MI0935-ET
Gießdummy für Steuereinheit, 2-teilig

-

ME
Satz

Gießdummy für Steuereinheit, Akku-Seite

Stück

Gießdummy für Steuereinheit, Kabel-Seite

Stück

Senkschraube mit Kreuzschlitz H, 4 Stück

Stück

Linsenschraube mit Innensechsrund

Stück

NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

NEURO SWING Carbon

C50.16

NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO HiSWING R+

Dorsalanschlag

frei

Dorsalanschlag

dynamischdynamischstatischfrei

justierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

Plantaranschlag

Anpassungsmöglichkeiten

statischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag
Plantaranschlag

Hauptfunktion

frei

NEURO SWING Carbon

dynamischDorsalanschlag

kein Knöchelgelenk

dynamisch (mit Fußheberfunktion)
dynamisch A

dynamisch B

statischjustierbar,
veränderbare Federkraft durch Austauschen
der Federeinheit

Das NEURO SWING Carbon ist ein wasserfestes und ultraleichtes Systemknöchelgelenk aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.
frei

dynamisch A

dynamisch B

statischEine Orthese mit einem NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk kann durch Austauschen des Systemgelenks auf eine Orthese mit einem
NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk umgerüstet werden.

C60.1

2024-07

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO SWING-CLASSICNEURO SWINGNEURO SWING 2

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

NEURO SWING Carbon

C60.2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemknöchelgelenke NEURO SWING Carbon

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a

NEURO SWING 2

MaßBezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

51

60

74

84

c

Gelenkhöhe

51

58

71

83

Gelenkdicke

15

17

20

22,5

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

23

34

64

94

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material
CarbonME
Stück

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING* ohne Federeinheiten

Das NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Set 2-Komponenten-Klebstoff mit Primer
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO SWING Carbon

Montage-/GießdummyFedereinheiten, Systemfußbügel und Systemanker bestellen Sie bitte separat.
Federeinheiten finden Sie auf Katalogseite C60.7.
Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite C60.9.
Spezielle Systemanker für das NEURO SWING Carbon finden Sie ab Katalogseite J9.

C60.3

Systemknöchelgelenke NEURO SWING Carbon
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
CarbonBeinlinkes oder rechtes

ME
Stück

12 mm
SF5201-C/LR

14 mm
SF5202-C/LR

16 mm
SF5203-C/LR

20 mm
SF5205-C/LR

NEURO SWING 2
NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C60.4

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWINGNEURO SWING 2

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile NEURO SWING Carbon
Ersatzteile

4

1

C60.5
5

2

3
3

Ersatzteile NEURO SWING Carbon
NEURO SWING-CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SF0591-C/1

SF0592-C/1

SF0593-C/1

SF0595-C/1

Splintbolzen

2SF0501-C

SF0502-C

SF0503-C

SF0505-C

Gelenkgehäuse

3

GS1409-*

GS1911-*

GS2413-*

GS2815-*Gleitscheibe*

4SF0591-C/2

SF0592-C/2

SF0593-C/2

SF0595-C/2

Deckscheibe

5

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1406-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke derArtikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 14 mm

Ø = 19 mm

Ø = 24 mm

Ø = 28 mm

GS1409-040

GS1911-040

GS2413-040

GS2815-040

GS1409-045

GS1911-045

GS2413-045

GS2815-045

GS1409-050

GS1911-050

GS2413-050

GS2815-050

GS1409-055

GS1911-055

GS2413-055

GS2815-055

GS1409-060

GS1911-060

GS2413-060

GS2815-060

0,50 mm0,55 mm0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich.
Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt.
Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt. Nutzen Sie zur Positionierung der Gleitscheiben den
Gleitscheibenzentrierdorn.

NEURO SWING 2

0,45 mm

Gleitscheibe, z. B. GS1409-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist

NEURO SWING

12 mm

0,40 mm

Bezeichnung

0,60 mmNEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+

Systemanker finden Sie ab Katalogseite J9.
Den Gleitscheibenzentrierdorn finden Sie auf Katalogseite K11.

C60.6

NEURO SWING Carbon

Systemfußbügel finden Sie ab Katalogseite C60.9.

Zubehörteile NEURO SWING Carbon
NEURO SWING-CLASSIC

Federeinheiten im Koffer (1)Ersatzteile Federeinheit

1c

2

1a
1d

1b

NEURO SWING

1e
1f

Federeinheiten im Koffer
Pos.

NEURO SWING 2

1ohne Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

SF5800-C

1 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

SF5800-C/0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 12 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 14 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 16 mm

1d

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 20 mm

1e

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1f

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Federeinheiten (für ein NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):

NEURO HiSWING

Artikelnummer für Systembreite
12 mm
SF5801-C/15/03

14 mm
SF5802-C/15/05

16 mm
SF5803-C/15/07

20 mm
SF5805-C/15/18

Bezeichnung
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

ME
Stück

SF5801-C/15/06

SF5802-C/15/11

SF5803-C/15/15

SF5805-C/15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/10/12

SF5802-C/09/16

SF5803-C/10/21

SF5805-C/10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/10/19

SF5802-C/10/29

SF5803-C/10/31

SF5805-C/10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/05/33

SF5802-C/05/53

SF5803-C/05/63

SF5805-C/05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

Ersatzteile Federeinheiten

NEURO SWING Carbon

NEURO HiSWING R+

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

2

VE3771-085/13

VE3771-100/12

VE3771-12/12

VE3771-140/15

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit** Ein zusätzlicher O-Ring ist im Lieferumfang der Federeinheiten enthalten.

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

12mm

14 mm

16 mm

20 mm

12

19

33

64

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

14

25

43

69

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

17

29

48

78

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

18

29

47

86

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

18

28

49

86

C60.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO SWING Carbon
NEURO SWING-CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

3
3
4
3a

NEURO SWING

4

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

3

SF0951-C/LR1

SF0952-C/LR1

SF0953-C/LR1

SF0955-C/LR1

Montage-/Gießdummy, 2-teilig (2 Dummys mit Schraube)

Satz

3a

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L16

SC1055-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

7/C

7/C

Laserbeschriftung

-

4

2/Z

BezeichnungME

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO SWING 2

Pos.

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO HiSWINGNEURO HiSWING R+
NEURO SWING Carbon

C60.8

NEURO SWINGNEURO SWING-CLASSIC

Systemfußbügel NEURO SWING Carbon – gekröpft

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Seitenansicht

Allgemeine Maße der Systemfußbügel
Systembreite

NEURO SWING 2

Maß [mm]

12 mm

14 mm

16 mm

Dicke

2,0

2,5

3,0

3,0

Halsbreite

19,3

23,2

26,6

30,8

Bohrungsdurchmesser

8,5

10,5

12,0

14,0

gekröpft
Artikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FC5071-LR/ST3

FC5082-LR/ST4

FC5093-LR/ST4

FC5095-LR/ST5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

116,3

124

144

164

Gewicht [g]

41

66

111

139

Niet-Fußbügel

linkes oder rechtes

FC5171-L/ST1

FC5182-L/ST1

FC5193-L/ST1

FC5195-L/ST1

FC5182-R/ST1

FC5193-R/ST1

FC5195-R/ST1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

43,3

49,7

57,9

68,3

Gewicht [g]

15

30

51

68

FC5271-LR/ST2

FC5282-LR/ST2

FC5293-LR/ST2

FC5295-LR/ST3

Tiefzieh-Fußbügel

links lateral oder rechts mediallinks medial oder rechts laterallinkes oder rechtes

Stück

Stück

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

58,2

61

67

73

Gewicht [g]

19

32

51

64

NEURO HiSWING R+

NEURO HiSWING

Bein/Beinseite

FC5171-R/ST1

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

NEURO SWING Carbon

20 mm

C60.9

Systemfußbügel NEURO SWING Carbon – gerade
NEURO SWING-CLASSICNEURO SWING

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Niet-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

geradeArtikelnummer und Maße für Systembreite
Bezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

FB5071-C/ST/3

FB5082-C/ST/4

FB5093-C/ST/4

FB5095-C/ST/5

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

117,3

125

145

165

Gewicht [g]

41

66

111

139

FB5171-C/ST/1

FB5182-C/ST/1

FB5193-C/ST/1

FB5195-C/ST/1

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

44,3

50,7

58,9

69,3

Gewicht [g]

15

30

51

68

FB5271-C/ST/2

FB5282-C/ST/2

FB5293-C/ST/2

FB5295-C/ST/3

Länge ab Bohrungsmitte [mm]

59,2

62

68

74

Gewicht [g]

19

32

51

64

Niet-Fußbügel

Einguss-/Prepreg-Fußbügel

Tiefzieh-Fußbügel

Stück

Stück

NEURO SWING 2ME

Ersatzteile Systemfußbügel

Ersatzteile Systemfußbügel
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

BR1009-L020

BR1211-L025

BR1312-L030

BR1514-L030

Bezeichnung

1

Gleitbuchse	Alle Systemfußbügel des NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenks werden mit integrierter Gleitbuchse
ausgeliefert.

Informationen zur Verarbeitung

NEURO HiSWING

Pos.

Niet-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird mit dem Fußteil vernietet.

NEURO HiSWING R+

Einguss-/Prepreg-Fußbügel:Dieser Systemfußbügel wird in das Fußteil einlaminiert.
Tiefzieh-Fußbügel:	Dieser Systemfußbügel wird in thermoplastisch verformbare Kunststoffe eingebettet. Er kann aucheinlaminiert werden.

Systemfußbügel mit Hilfslinienversehen, mit denen man den
Gelenkwinkel ablesen kann.

C60.10NEURO SWING Carbon

	Im Halsbereich ist jederBesuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO VARIO zero

NEURO CLASSIC zero

zero

Hauptfunktion

monozentrisch, frei beweglich ohne Rückverlagerung-

Art des
Extensionsanschlags

Anpassungsmöglichkeiten

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag

Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch Austauschen des Gelenkoberteils

Das NEURO CLASSIC zero Systemkniegelenk kann in Knieorthesen verbaut werden, wenn für die Gelenkschienen eine zu hohe Belastung vorliegt.

D10.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSIC zero
NEURO VARIO zero

D10.2

NEURO CLASSIC zero

Systemkniegelenke NEURO CLASSIC zero

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

25,5

29

34

41

c

Gelenkhöhe

66

76

88

99

d

Rückverlagerung

3

4

5

7

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

13

14

16

18,5

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

13

14

17

19

Gelenkdicke

13

13

14

14

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

57

78

117

180

Titan

Stück

38

52

75

112

NEURO VARIO zero

Material

Das NEURO CLASSIC zero Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

D10.3

Systemkniegelenke NEURO CLASSIC zero
zero

unten nachinnen gekröpft
Abb. 2

unten nach
außen gekröpft
Abb. 3oben und unten
nach innen gekröpft
Abb. 4oben und unten
nach außen gekröpft
Abb. 5

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1001-L/ST

SJ1002-L/ST

SJ1103-L/ST

SJ1105-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1001-R/ST

SJ1002-R/ST

SJ1103-R/ST

SJ1105-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1001-L/TI

SJ1002-L/TI

SJ1103-L/TI

SJ1105-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1001-R/TI

SJ1002-R/TI

SJ1103-R/TI

SJ1105-R/TI

NEURO CLASSIC zero

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1071-L/ST

SJ1072-L/ST

SJ1173-L/ST

SJ1175-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1071-R/ST

SJ1072-R/ST

SJ1173-R/ST

SJ1175-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1071-L/TI

SJ1072-L/TI

SJ1173-L/TI

SJ1175-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1071-R/TI

SJ1072-R/TI

SJ1173-R/TI

SJ1175-R/TI

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1091-L/ST

SJ1092-L/ST

SJ1193-L/ST

SJ1195-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1091-R/ST

SJ1092-R/ST

SJ1193-R/ST

SJ1195-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1091-L/TI

SJ1092-L/TI

SJ1193-L/TI

SJ1195-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1091-R/TI

SJ1092-R/TI

SJ1193-R/TI

SJ1195-R/TI

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 4)

Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1021-L/ST

SJ1022-L/ST

SJ1123-L/ST

SJ1125-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1021-R/ST

SJ1022-R/ST

SJ1123-R/ST

SJ1125-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1021-L/TI

SJ1022-L/TI

SJ1123-L/TI

SJ1125-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1021-R/TI

SJ1022-R/TI

SJ1123-R/TI

SJ1125-R/TI

oben und unten nach außen gekröpft (Abb. 5)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1081-L/ST

SJ1082-L/ST

SJ1083-L/ST

SJ1085-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1081-R/ST

SJ1082-R/ST

SJ1083-R/ST

SJ1085-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1081-L/TI

SJ1082-L/TI

SJ1083-L/TI

SJ1085-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1081-R/TI

SJ1082-R/TI

SJ1083-R/TI

SJ1085-R/TI

D10.4

NEURO VARIO zero

Artikelnummer für Systembreite
Material

Ersatzteile NEURO CLASSIC zero

NEURO CLASSIC zero

Ersatzteile

4
3
7
1
2

3

6
5

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (5)NEURO VARIO zero

5a

D10.5

8

Ersatzteile NEURO CLASSIC zero
zero
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0840

SB9669-L0840

SB1069-L0960

SB1069-L1020

Splintbolzen

Bezeichnung

2

SJ0101-2L/ST

SJ0102-2L/ST

SJ0103-2L/ST

SJ0105-2L/ST

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

2

SJ0101-2R/ST

SJ0102-2R/ST

SJ0103-2R/ST

SJ0105-2R/ST

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

2

SJ0101-2L/TI

SJ0102-2L/TI

SJ0103-2L/TI

SJ0105-2L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SJ0101-2R/TI

SJ0102-2R/TI

SJ0103-2R/TI

SJ0105-2R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

2

SJ0121-2L/ST

SJ0122-2L/ST

SJ0123-2L/ST

SJ0125-2L/ST

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

2

SJ0121-2R/ST

SJ0122-2R/ST

SJ0123-2R/ST

SJ0125-2R/ST

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

2

SJ0121-2L/TI

SJ0122-2L/TI

SJ0123-2L/TI

SJ0125-2L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

2

SJ0121-2R/TI

SJ0122-2R/TI

SJ0123-2R/TI

SJ0125-2R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

2

SJ0121-9L/ST

SJ0122-9L/ST

SJ0123-9L/ST

SJ0125-9L/ST

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

2

SJ0121-9R/ST

SJ0122-9R/ST

SJ0123-9R/ST

SJ0125-9R/ST

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

2

SJ0121-9L/TI

SJ0122-9L/TI

SJ0123-9L/TI

SJ0125-9L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

2

SJ0121-9R/TI

SJ0122-9R/TI

SJ0123-9R/TI

SJ0125-9R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

3

GS1609-*

GS1910-*GS2311-*

GS2611-*Gleitscheibe*

4

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

Extensionsanschlagdämpfer

5

SJ0111-L/ST

SJ0112-L/ST

SJ0113-L/ST

SJ0115-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

5

SJ0111-R/ST

SJ0112-R/ST

SJ0113-R/ST

SJ0115-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

5

SJ0111-L/TI

SJ0112-L/TI

SJ0113-L/TI

SJ0115-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

5

SJ0111-R/TI

SJ0112-R/TI

SJ0113-R/TI

SJ0115-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

5

SJ0131-L/ST

SJ0132-L/ST

SJ0133-L/ST

SJ0135-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

5

SJ0131-R/ST

SJ0132-R/ST

SJ0133-R/ST

SJ0135-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

5

SJ0131-L/TI

SJ0132-L/TI

SJ0133-L/TI

SJ0135-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

5

SJ0131-R/TI

SJ0132-R/TI

SJ0133-R/TI

SJ0135-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

5

SJ0131-8L/ST

SJ0132-8L/ST

SJ0133-8L/ST

SJ0135-8L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

5

SJ0131-8R/ST

SJ0132-8R/ST

SJ0133-8R/ST

SJ0135-8R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

5

SJ0131-8L/TI

SJ0132-8L/TI

SJ0133-8L/TI

SJ0135-8L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

5

SJ0131-8R/TI

SJ0132-8R/TI

SJ0133-8R/TI

SJ0135-8R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

5aBP1009-L050

BP1110-L050

BP1211-L055

BP1211-L060

Gleitbuchse

6

SJ0151-L/AL

SJ0152-L/AL

SJ0153-L/AL

SJ0155-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

6

SJ0151-R/AL

SJ0152-R/AL

SJ0153-R/AL

SJ0155-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

7SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

8

SC1405-L12

SC1405-L12

SC1406-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)* Gleitscheiben
Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 19 mm

Ø = 23 mm

Ø = 26 mm

GS1609-040

GS1910-040

GS2311-040

GS2611-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2311-045

GS2611-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2311-050

GS2611-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2311-055

GS2611-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2311-060

GS2611-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke
der Gleitscheibe, z. B. GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe
ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken
erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO VARIO zero

12 mm
Ø = 16 mm

NEURO CLASSIC zeroPos.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

D10.6

Zubehörteile NEURO CLASSIC zero
Oberteile

Oberteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SJ0101-L/ST

SJ0102-L/ST

SJ0103-L/ST

SJ0105-L/ST

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

1

SJ0101-R/ST

SJ0102-R/ST

SJ0103-R/ST

SJ0105-R/ST

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

1

SJ0101-L/TI

SJ0102-L/TI

SJ0103-L/TI

SJ0105-L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

1

SJ0101-R/TI

SJ0102-R/TI

SJ0103-R/TI

SJ0105-R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

1

SJ0121-L/ST

SJ0122-L/ST

SJ0123-L/ST

SJ0125-L/ST

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

1

SJ0121-R/ST

SJ0122-R/ST

SJ0123-R/ST

SJ0125-R/ST

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

1

SJ0121-L/TI

SJ0122-L/TI

SJ0123-L/TI

SJ0125-L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

1

SJ0121-R/TI

SJ0122-R/TI

SJ0123-R/TI

SJ0125-R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

1

SJ0121-8L/ST

SJ0122-8L/ST

SJ0123-8L/ST

SJ0125-8L/ST

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

1

SJ0121-8R/ST

SJ0122-8R/ST

SJ0123-8R/ST

SJ0125-8R/ST

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

1

SJ0121-8L/TI

SJ0122-8L/TI

SJ0123-8L/TI

SJ0125-8L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

1

SJ0121-8R/TI

SJ0122-8R/TI

SJ0123-8R/TI

SJ0125-8R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

NEURO VARIO zero

NEURO CLASSIC zero

1

D10.7

BezeichnungWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSIC zero
zero
Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

2

NEURO CLASSIC zero

2a

3

3

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

2

SJ0911-L

SJ0912-L

SJ0913-L

SJ0915-L

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial(1 Dummy mit Schraube)

2

SJ0911-R

SJ0912-R

SJ0913-R

SJ0915-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral(1 Dummy mit Schraube)

2a
3

ME
Stück
Stück

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

7/C

7/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO VARIO zero

D10.8

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO VARIO zero

NEURO CLASSIC zero

zero

Hauptfunktion

monozentrisch, frei beweglich ohne Rückverlagerung-

Art des
Extensionsanschlags

Anpassungsmöglichkeiten

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch Austauschen des Extensionsanschlags

Das NEURO VARIO zero Systemkniegelenk kann in Knieorthesen verbaut werden, wenn für die Gelenkschienen eine zu hohe Belastung vorliegt.

D20.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSIC zero
NEURO VARIO zero

D20.2

NEURO CLASSIC zero

Systemkniegelenke NEURO VARIO zero

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

25,5

29

34

41

c

Gelenkhöhe

66

76

88

99

d

Rückverlagerung

3

4

5

7

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

13

14

16

18,5

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

13

14

17

19

Gelenkdicke

13

13

14

14

Gelenkgewichte [g]Systembreite
ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

57

78

117

180

Titan

Stück

38

52

75

112

NEURO VARIO zero

Material

Das NEURO VARIO zero Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

D20.3

Systemkniegelenke NEURO VARIO zero
zero

unten nachinnen gekröpft
Abb. 2

unten nach
außen gekröpft
Abb. 3oben und unten
nach innen gekröpft
Abb. 4oben und unten
nach außen gekröpft
Abb. 5

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1401-L/ST

SJ1402-L/ST

SJ1403-L/ST

SJ1405-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1401-R/ST

SJ1402-R/ST

SJ1403-R/ST

SJ1405-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1401-L/TI

SJ1402-L/TI

SJ1403-L/TI

SJ1405-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1401-R/TI

SJ1402-R/TI

SJ1403-R/TI

SJ1405-R/TI

NEURO CLASSIC zero

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1471-L/ST

SJ1472-L/ST

SJ1473-L/ST

SJ1475-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1471-R/ST

SJ1472-R/ST

SJ1473-R/ST

SJ1475-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1471-L/TI

SJ1472-L/TI

SJ1473-L/TI

SJ1475-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1471-R/TI

SJ1472-R/TI

SJ1473-R/TI

SJ1475-R/TI

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1491-L/ST

SJ1492-L/ST

SJ1493-L/ST

SJ1495-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1491-R/ST

SJ1492-R/ST

SJ1493-R/ST

SJ1495-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1491-L/TI

SJ1492-L/TI

SJ1493-L/TI

SJ1495-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1491-R/TI

SJ1492-R/TI

SJ1493-R/TI

SJ1495-R/TI

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 4)

Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1421-L/ST

SJ1422-L/ST

SJ1423-L/ST

SJ1425-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1421-R/ST

SJ1422-R/ST

SJ1423-R/ST

SJ1425-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1421-L/TI

SJ1422-L/TI

SJ1423-L/TI

SJ1425-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1421-R/TI

SJ1422-R/TI

SJ1423-R/TI

SJ1425-R/TI

oben und unten nach außen gekröpft (Abb. 5)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SJ1481-L/ST

SJ1482-L/ST

SJ1483-L/ST

SJ1485-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1481-R/ST

SJ1482-R/ST

SJ1483-R/ST

SJ1485-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SJ1481-L/TI

SJ1482-L/TI

SJ1483-L/TI

SJ1485-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SJ1481-R/TI

SJ1482-R/TI

SJ1483-R/TI

SJ1485-R/TI

D20.4

NEURO VARIO zero

Artikelnummer für Systembreite
Material

Ersatzteile NEURO VARIO zero

NEURO CLASSIC zero

Ersatzteile

5
4
8

1

9
2
3

4

7
6

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (6)NEURO VARIO zero

6a

D20.5

Ersatzteile NEURO VARIO zero
zero
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0840

SB9669-L0840

SB1069-L0960

SB1069-L1020

Splintbolzen

Bezeichnung

2

SJ0141-L/ST

SJ0142-L/ST

SJ0143-L/ST

SJ0145-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

2

SJ0141-R/ST

SJ0142-R/ST

SJ0143-R/ST

SJ0145-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

2

SJ0141-L/TI

SJ0142-L/TI

SJ0143-L/TI

SJ0145-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SJ0141-R/TI

SJ0142-R/TI

SJ0143-R/TI

SJ0145-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

2

SJ0161-L/ST

SJ0162-L/ST

SJ0163-L/ST

SJ0165-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

2

SJ0161-R/ST

SJ0162-R/ST

SJ0163-R/ST

SJ0165-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

2

SJ0161-L/TI

SJ0162-L/TI

SJ0163-L/TI

SJ0165-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

2

SJ0161-R/TI

SJ0162-R/TI

SJ0163-R/TI

SJ0165-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

2

SJ0161-8L/ST

SJ0162-8L/ST

SJ0163-8L/ST

SJ0165-8L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

2

SJ0161-8R/ST

SJ0162-8R/ST

SJ0163-8R/ST

SJ0165-8R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

2

SJ0161-8L/TI

SJ0162-8L/TI

SJ0163-8L/TI

SJ0165-8L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

2

SJ0161-8R/TI

SJ0162-8R/TI

SJ0163-8R/TI

SJ0165-8R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

3

SJ9021-E005

SJ9022-E005

SJ9023-E005

SJ9025-E005

5° Extensionsanschlag

4

GS1609-*

GS1910-*GS2311-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

Extensionsanschlagdämpfer

6

SJ0111-L/ST

SJ0112-L/ST

SJ0113-L/ST

SJ0115-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

6

SJ0111-R/ST

SJ0112-R/ST

SJ0113-R/ST

SJ0115-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

6

SJ0111-L/TI

SJ0112-L/TI

SJ0113-L/TI

SJ0115-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SJ0111-R/TI

SJ0112-R/TI

SJ0113-R/TI

SJ0115-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

6

SJ0131-L/ST

SJ0132-L/ST

SJ0133-L/ST

SJ0135-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

6

SJ0131-R/ST

SJ0132-R/ST

SJ0133-R/ST

SJ0135-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

6

SJ0131-L/TI

SJ0132-L/TI

SJ0133-L/TI

SJ0135-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

6

SJ0131-R/TI

SJ0132-R/TI

SJ0133-R/TI

SJ0135-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

6

SJ0131-8L/ST

SJ0132-8L/ST

SJ0133-8L/ST

SJ0135-8L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

6

SJ0131-8R/ST

SJ0132-8R/ST

SJ0133-8R/ST

SJ0135-8R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

6

SJ0131-8L/TI

SJ0132-8L/TI

SJ0133-8L/TI

SJ0135-8L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

6

SJ0131-8R/TI

SJ0132-8R/TI

SJ0133-8R/TI

SJ0135-8R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

6aBP1009-L050

BP1110-L050

BP1211-L055

BP1211-L060

Gleitbuchse

7

SJ0191-L/AL

SJ0192-L/AL

SJ0193-L/AL

SJ0195-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

7

SJ0191-R/AL

SJ0192-R/AL

SJ0193-R/AL

SJ0195-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

8SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

9SC1405-L12

SC1405-L12

SC1406-L12

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

ohne
SC0403-L08
Abb.

SC0403-L08

SC0403-L10

SC0403-L10

Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 16 mm

Ø = 19 mm

Ø = 23 mm

Ø = 26 mm

GS1609-040

GS1910-040

GS2311-040

GS2611-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2311-045

GS2611-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2311-050

GS2611-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2311-055

GS2611-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2311-060

GS2611-060

0,45 mm0,50 mm0,55 mm

der Gleitscheibe, z. B. GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe
ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken
erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

D20.6

NEURO VARIO zero

12 mm

0,40 mmNEURO CLASSIC zero

Pos.

Zubehörteile NEURO VARIO zero

NEURO CLASSIC zero

Extensionsanschläge

1
2

3

4

Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SJ9021-E000

SJ9022-E000

SJ9023-E000

SJ9025-E000

0° Extensionsanschlag

2

SJ9021-E010

SJ9022-E010

SJ9023-E010

SJ9025-E010

10° Extensionsanschlag

3

SJ9021-E020

SJ9022-E020

SJ9023-E020

SJ9025-E020

20° Extensionsanschlag

4

SJ9021-E030

SJ9022-E030

SJ9023-E030

SJ9025-E030

30° Extensionsanschlag

1-4

SJ9021

SJ9022

SJ9023

SJ9025

Anschlagsatz, je 1 x 0°, 10°, 20°, 30° Extensionsanschläge

NEURO VARIO zero

Position

D20.7

BezeichnungWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO zero
zero
Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

5

NEURO CLASSIC zero

5a

6

6

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

5

SJ0911-L

SJ0912-L

SJ0913-L

SJ0915-L

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial(1 Dummy mit Schraube)

5

SJ0911-R

SJ0912-R

SJ0913-R

SJ0915-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral(1 Dummy mit Schraube)

5a
6

ME
Stück
Stück

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

7/C

7/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO VARIO zero

D20.8

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung-

Art des
Extensionsanschlags

Anpassungsmöglichkeiten

E10.1

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag

Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch Austauschen des Gelenkoberteils

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E10.2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemkniegelenke NEURO CLASSIC

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Bezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

29,5

34

40

50

c

Gelenkhöhe

67

76

89

100

d

Rückverlagerung

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

13

13

16

18,5

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

13

14,5

17

19

Gelenkdicke

14

14

15

16

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material

ME

Stahl

Stück

65

90

137

222

Titan

Stück

43

58

86

136

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Das NEURO CLASSIC Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO CLASSIC Carbon

20 mm

b

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

Systembreite a
MaßMontage-/Gießdummy

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

E10.3

Systemkniegelenke NEURO CLASSICNEURO CLASSIC

unten nachinnen gekröpft
Abb. 2

unten nach
außen gekröpft
Abb. 3oben und unten
nach innen gekröpft
Abb. 4oben und unten
nach außen gekröpft
Abb. 5NEURO VARIO

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SL1001-L/ST

SL1002-L/ST

SL1003-L/ST

SL1005-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1001-R/ST

SL1002-R/ST

SL1003-R/ST

SL1005-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SL1001-L/TI

SL1002-L/TI

SL1003-L/TI

SL1005-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1001-R/TI

SL1002-R/TI

SL1003-R/TI

SL1005-R/TI

NEURO VARIO 2

Material

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SL1071-L/ST

SL1072-L/ST

SL1073-L/ST

SL1075-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1071-R/ST

SL1072-R/ST

SL1073-R/ST

SL1075-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SL1071-L/TI

SL1072-L/TI

SL1073-L/TI

SL1075-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1071-R/TI

SL1072-R/TI

SL1073-R/TI

SL1075-R/TI

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)

NEURO VARIO-SWING

Material

Artikelnummer für Systembreite
Material

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SL1091-L/ST

SL1092-L/ST

SL1093-L/ST

SL1095-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1091-R/ST

SL1092-R/ST

SL1093-R/ST

SL1095-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SL1091-L/TI

SL1092-L/TI

SL1093-L/TI

SL1095-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1091-R/TI

SL1092-R/TI

SL1093-R/TI

SL1095-R/TI

Systemkniegelenk

Titanlinks lateral oder rechts medialME

NEURO ACTIVE

Stahl

Beinseite

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 4)
Artikelnummer für Systembreite
Material

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SL1021-L/ST

SL1022-L/ST

SL1023-L/ST

SL1025-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1021-R/ST

SL1022-R/ST

SL1023-R/ST

SL1025-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SL1021-L/TI

SL1022-L/TI

SL1023-L/TI

SL1025-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1021-R/TI

SL1022-R/TI

SL1023-R/TI

SL1025-R/TI

oben und unten nach außen gekröpft (Abb. 5)

NEURO ACTIVE

Titan

links lateral oder rechts medial

ME

Systemgelenkschiene

Stahl

Beinseite

Artikelnummer für Systembreite
Material

Titanlinks lateral oder rechts medial

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Stück

SL1081-L/ST

SL1082-L/ST

SL1083-L/ST

SL1085-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1081-R/ST

SL1082-R/ST

SL1083-R/ST

SL1085-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SL1081-L/TI

SL1082-L/TI

SL1083-L/TI

SL1085-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL1081-R/TI

SL1082-R/TI

SL1083-R/TI

SL1085-R/TI

E10.4

NEURO CLASSIC Carbon

Stahl

Beinseite

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile NEURO CLASSIC
Ersatzteile

1
2

E10.5
3

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (5)

5a
4
3

5
7

6
8

Ersatzteile NEURO CLASSICNEURO CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0930

SB9669-L0950

SB1069-L1060

SB1069-L1220

Bezeichnung
Splintbolzen

2SL0101-2L/ST

SL0102-2L/ST

SL0103-2L/ST

SL0105-2L/ST

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

2

SL0101-2R/ST

SL0102-2R/ST

SL0103-2R/ST

SL0105-2R/ST

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

2

SL0101-2L/TI

SL0102-2L/TI

SL0103-2L/TI

SL0105-2L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SL0101-2R/TI

SL0102-2R/TI

SL0103-2R/TI

SL0105-2R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

2

SL0121-2L/ST

SL0122-2L/ST

SL0123-2L/ST

SL0125-2L/ST

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

2

SL0121-2R/ST

SL0122-2R/ST

SL0123-2R/ST

SL0125-2R/ST

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

SL0121-2L/TI

SL0122-2L/TI

SL0123-2L/TI

SL0125-2L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

SL0121-2R/TI

SL0122-2R/TI

SL0123-2R/TI

SL0125-2R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

2

SL0121-9L/ST

SL0122-9L/ST

SL0123-9L/ST

SL0125-9L/ST

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

2

SL0121-9R/ST

SL0122-9R/ST

SL0123-9R/ST

SL0125-9R/ST

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

2

SL0121-9L/TI

SL0122-9L/TI

SL0123-9L/TI

SL0125-9L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

2

SL0121-9R/TI

SL0122-9R/TI

SL0123-9R/TI

SL0125-9R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

3

GS1609-*

GS1910-*GS2311-*

GS2611-*Gleitscheibe*

4

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

Extensionsanschlagdämpfer

SL0111-L/ST

SL0112-L/ST

SL0113-L/ST

SL0115-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

SL0111-R/ST

SL0112-R/ST

SL0113-R/ST

SL0115-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

5

SL0111-L/TI

SL0112-L/TI

SL0113-L/TI

SL0115-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

5

SL0111-R/TI

SL0112-R/TI

SL0113-R/TI

SL0115-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

5

SL0131-L/ST

SL0132-L/ST

SL0133-L/ST

SL0135-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

5

SL0131-R/ST

SL0132-R/ST

SL0133-R/ST

SL0135-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

5

SL0131-L/TI

SL0132-L/TI

SL0133-L/TI

SL0135-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

5

SL0131-R/TI

SL0132-R/TI

SL0133-R/TI

SL0135-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

5

SL0131-8L/ST

SL0132-8L/ST

SL0133-8L/ST

SL0135-8L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

5

SL0131-8R/ST

SL0132-8R/ST

SL0133-8R/ST

SL0135-8R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

SL0131-8L/TI

SL0132-8L/TI

SL0133-8L/TI

SL0135-8L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

SL0131-8R/TI

SL0132-8R/TI

SL0133-8R/TI

SL0135-8R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

5aBP1009-L050

BP1110-L050

BP1211-L055

BP1211-L060

Gleitbuchse

6SL0151-L/AL

SL0152-L/AL

SL0153-L/AL

SL0155-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

6

SL0151-R/AL

SL0152-R/AL

SL0153-R/AL

SL0155-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

7SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

8

SC1405-L12

SC1405-L12

SC1406-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 16 mm

Ø = 19 mm

Ø = 23 mm

Ø = 26 mm

GS1609-040

GS1910-040

GS2311-040

GS2611-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2311-045

GS2611-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2311-050

GS2611-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2311-055

GS2611-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2311-060

GS2611-060

0,55 mm

erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO ACTIVE

0,50 mm

ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken

Systemgelenkschiene

0,45 mm

der Gleitscheibe, z. B. GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe

Systemkniegelenk

12 mm

NEURO ACTIVE

Artikelnummer für Systembreite

0,40 mmNEURO VARIO-SWING

5
5

NEURO VARIO 2

55

NEURO VARIO

2
20,60 mm

E10.6

NEURO CLASSIC Carbon

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

Zubehörteile NEURO CLASSICNEURO CLASSIC

Oberteile

Oberteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SL0101-L/ST

SL0102-L/ST

SL0103-L/ST

SL0105-L/ST

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

1

SL0101-R/ST

SL0102-R/ST

SL0103-R/ST

SL0105-R/ST

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

1

SL0101-L/TI

SL0102-L/TI

SL0103-L/TI

SL0105-L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

1

SL0101-R/TI

SL0102-R/TI

SL0103-R/TI

SL0105-R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

1

SL0121-L/ST

SL0122-L/ST

SL0123-L/ST

SL0125-L/ST

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

1

SL0121-R/ST

SL0122-R/ST

SL0123-R/ST

SL0125-R/ST

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

1

SL0121-L/TI

SL0122-L/TI

SL0123-L/TI

SL0125-L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

1

SL0121-R/TI

SL0122-R/TI

SL0123-R/TI

SL0125-R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

1

SL0121-8L/ST

SL0122-8L/ST

SL0123-8L/ST

SL0125-8L/ST

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

1

SL0121-8R/ST

SL0122-8R/ST

SL0123-8R/ST

SL0125-8R/ST

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

1

SL0121-8L/TI

SL0122-8L/TI

SL0123-8L/TI

SL0125-8L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

1

SL0121-8R/TI

SL0122-8R/TI

SL0123-8R/TI

SL0125-8R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIO

1

E10.7

BezeichnungWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSICNEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

2
2a
3

3

NEURO VARIO 2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

2

SL0911-L

SL0912-L

SL0913-L

SL0915-L

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial(1 Dummy mit Schraube)2

SL0911-R

SL0912-R

SL0913-R

SL0915-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral(1 Dummy mit Schraube)

2a
3

ME
Stück
Stück

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

7/C

7/C

Laserbeschriftung-NEURO VARIO-SWING

Artikelnummer für Systembreite
Position

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E10.8

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Dorsalanschlag

frei/ohne

dynamischstatischkein Knöchelgelenk

dynamisch A

dynamisch B

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Plantaranschlag

frei

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

ohne Fußheberfunktion

statisch

mit Fußheberfunktion

Hauptfunktion

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung
frei beweglichohne Rückverlagerung

frei beweglich
mit Rückverlagerung

Art des
Extensionsanschlags

vormontiert in 5° Flexion

automatischgesperrt

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Anpassungsmöglichkeiten
Extensionsanschlag
statisch

Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch Austauschen des Extensionsanschlags
Extensionsanschlag
statisch austauschbar

Extensionsanschlag
statisch einstellbar

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar

Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für die NEURO MATIC, NEURO TRONIC, NEURO HiTRONIC, NEURO LOCK MAX, NEURO FLEX MAX
mit Sperrfunktion und NEURO FLEX MAX mit Rastensperrfunktion Systemkniegelenke einsetzbar.

E20.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E20.2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemkniegelenke NEURO VARIO

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Bezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

29,5

34

40

50

c

Gelenkhöhe

67

76

89

100

d

Rückverlagerung

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

13

13

16

18,5

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

13

14,5

17

19

Gelenkdicke

14

14

15

16

20 mm

f

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material

ME

12 mm

14 mm

16 mm

Stahl

Stück

65

89

136

221

Titan

Stück

42

58

86

136

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Das NEURO VARIO Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO CLASSIC Carbon

20 mm

b

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

Systembreite a
MaßMontage-/Gießdummy

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

E20.3

Systemkniegelenke NEURO VARIONEURO CLASSIC

unten nach innen
gekröpft
Abb. 2

unten nach außen
gekröpft
Abb. 3oben und unten
nach innen gekröpft
Abb. 4oben und unten
nach außen gekröpft
Abb. 5NEURO VARIO

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SK1361-L/ST

SK1362-L/ST

SK1363-L/ST

SK1365-L/ST
SK1365-R/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1361-R/ST

SK1362-R/ST

SK1363-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1361-L/TI

SK1362-L/TI

SK1363-L/TI

SK1365-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1361-R/TI

SK1362-R/TI

SK1363-R/TI

SK1365-R/TI

NEURO VARIO 2

Material

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SK1381-L/ST

SK1382-L/ST

SK1383-L/ST

SK1385-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1381-R/ST

SK1382-R/ST

SK1383-R/ST

SK1385-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1381-L/TI

SK1382-L/TI

SK1383-L/TI

SK1385-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1381-R/TI

SK1382-R/TI

SK1383-R/TI

SK1385-R/TI

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)

NEURO VARIO-SWING

Material

Artikelnummer für Systembreite
Material

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1391-L/ST

SK1392-L/ST

SK1393-L/ST

SK1395-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1391-R/ST

SK1392-R/ST

SK1393-R/ST

SK1395-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1391-L/TI

SK1392-L/TI

SK1393-L/TI

SK1395-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1391-R/TI

SK1392-R/TI

SK1393-R/TI

SK1395-R/TI

Systemkniegelenk

Titan

ME

NEURO ACTIVE

Stahl

Beinseite

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 4)
Artikelnummer für Systembreite
Material

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1331-L/ST

SK1332-L/ST

SK1333-L/ST

SK1335-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1331-R/ST

SK1332-R/ST

SK1333-R/ST

SK1335-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1331-L/TI

SK1332-L/TI

SK1333-L/TI

SK1335-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1331-R/TI

SK1332-R/TI

SK1333-R/TI

SK1335-R/TI

oben und unten nach außen gekröpft (Abb. 5)

NEURO ACTIVE

Titan

ME

Systemgelenkschiene

Stahl

Beinseite

Artikelnummer für Systembreite
Material

Titanlinks lateral oder rechts medial

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SK1491-L/ST

SK1492-L/ST

SK1493-L/ST

SK1495-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1491-R/ST

SK1492-R/ST

SK1493-R/ST

SK1495-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK1491-L/TI

SK1492-L/TI

SK1493-L/TI

SK1495-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK1491-R/TI

SK1492-R/TI

SK1493-R/TI

SK1495-R/TI

E20.4

NEURO CLASSIC Carbon

Stahl

Beinseite

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO
Ersatzteile

1
2

E20.5
3
4

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (6)

6a
5
4

6
8

7
9

Ersatzteile NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0930

SB9669-L0950

SB1069-L1060

SB1069-L1220

Splintbolzen

Bezeichnung

2

SK0141-2L/ST

SK0142-2L/ST

SK0143-2L/ST

SK0145-2L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

2

SK0141-2R/ST

SK0142-2R/ST

SK0143-2R/ST

SK0145-2R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

2

SK0141-2L/TI

SK0142-2L/TI

SK0143-2L/TI

SK0145-2L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SK0141-2R/TI

SK0142-2R/TI

SK0143-2R/TI

SK0145-2R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

2

SK0161-2L/ST

SK0162-2L/ST

SK0163-2L/ST

SK0165-2L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

2

SK0161-2R/ST

SK0162-2R/ST

SK0163-2R/ST

SK0165-2R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

2

SK0161-2L/TI

SK0162-2L/TI

SK0163-2L/TI

SK0165-2L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

2

SK0161-2R/TI

SK0162-2R/TI

SK0163-2R/TI

SK0165-2R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

2

SK0161-9L/ST

SK0162-9L/ST

SK0163-9L/ST

SK0165-9L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

2

SK0161-9R/ST

SK0162-9R/ST

SK0163-9R/ST

SK0165-9R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

2

SK0161-9L/TI

SK0162-9L/TI

SK0163-9L/TI

SK0165-9L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

2

SK0161-9R/TI

SK0162-9R/TI

SK0163-9R/TI

SK0165-9R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

3

SK9521-E005

SK9522-E005

SK9523-E005

SK9525-E005

5° Extensionsanschlag

4

GS1609-*

GS1910-*GS2311-*

GS2611-*Gleitscheibe*

5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

PN1000-L05/5

Extensionsanschlagdämpfer

6SL0111-L/ST

SL0112-L/ST

SL0113-L/ST

SL0115-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

6

SL0111-R/ST

SL0112-R/ST

SL0113-R/ST

SL0115-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

6

SL0111-L/TI

SL0112-L/TI

SL0113-L/TI

SL0115-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SL0111-R/TI

SL0112-R/TI

SL0113-R/TI

SL0115-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

6

SL0131-L/ST

SL0132-L/ST

SL0133-L/ST

SL0135-L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

6

SL0131-R/ST

SL0132-R/ST

SL0133-R/ST

SL0135-R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

6

SL0131-L/TI

SL0132-L/TI

SL0133-L/TI

SL0135-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

6

SL0131-R/TI

SL0132-R/TI

SL0133-R/TI

SL0135-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

6

SL0131-8L/ST

SL0132-8L/ST

SL0133-8L/ST

SL0135-8L/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Stahl

6

SL0131-8R/ST

SL0132-8R/ST

SL0133-8R/ST

SL0135-8R/ST

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Stahl

6

SL0131-8L/TI

SL0132-8L/TI

SL0133-8L/TI

SL0135-8L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

6

SL0131-8R/TI

SL0132-8R/TI

SL0133-8R/TI

SL0135-8R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

6aBP1009-L050

BP1110-L050

BP1211-L055

BP1211-L060

Gleitbuchse

7

SK0191-L/AL

SK0192-L/AL

SK0193-L/AL

SK0195-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

7

SK0191-R/AL

SK0192-R/AL

SK0193-R/AL

SK0195-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

8SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

9SC1405-L12

SC1405-L12

SC1406-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

ohne
SC0403-L08
Abb.

SC0403-L08

SC0403-L10

SC0403-L10

Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge

Ø = 16 mm
GS1609-040

Ø = 19 mm
GS1910-040

Ø = 23 mm
GS2311-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2311-045

GS2611-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2311-050

GS2611-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2311-055

GS2611-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2311-060

GS2611-060

0,45 mm0,50 mm0,55 mm

ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken
erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

E20.6

NEURO CLASSIC Carbon

0,40 mm

der Gleitscheibe, z. B. GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe

NEURO ACTIVE

20 mm

Systemgelenkschiene

16 mm

Systemkniegelenk

14 mm

NEURO ACTIVE

12 mm

NEURO VARIO-SWING

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke

Artikelnummer für Systembreite

NEURO VARIO 2* Gleitscheiben

NEURO VARIO

Pos.

Zubehörteile NEURO VARIO

1
2

4

Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SJ9021-E000

SJ9022-E000

SJ9023-E000

SJ9025-E000

0° Extensionsanschlag

2

SK9521-E010

SK9522-E010

SK9523-E010

SK9525-E010

10° Extensionsanschlag

3SK9521-E020

SK9522-E020

SK9523-E020

SK9525-E020

20° Extensionsanschlag

4SK9521-E030

SK9522-E030

SK9523-E030

SK9525-E030

30° Extensionsanschlag

1-4

SK9521

SK9522

SK9523

SK9525

Anschlagsatz, je 1 x 0°, 10°, 20°, 30° Extensionsanschläge

NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC Carbon

3

Zubehörteile

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Extensionsanschläge

E20.7

BezeichnungWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIONEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

55a
6NEURO VARIO 2

6

NEURO VARIO-SWING

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
16 mm

20 mm

5

SL0911-L

SL0912-L

SL0913-L

SL0915-L

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial(1 Dummy mit Schraube)

Stück

5

SL0911-R

SL0912-R

SL0913-R

SL0915-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral(1 Dummy mit Schraube)

Stück

5a

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

Laserbeschriftung

-

6

4/B

5/C

7/C

7/C

BezeichnungME

Systemkniegelenk

14 mm

NEURO ACTIVE

12 mm

Position

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E20.8

NEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO VARIO-SWING

Dorsalanschlag

frei/ohne

dynamischstatischdynamisch A

dynamisch B

kein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

freiohne Fußheberfunktion

statisch

mit Fußheberfunktion

Hauptfunktion

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

frei beweglichohne Rückverlagerung

frei beweglich
mit Rückverlagerung

Art des
Extensionsanschlags
Extensionsanschlag
statischgesperrt

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung

statischer Extensionsanschlag, einstellbar
Extensionsanschlag
statisch austauschbar

Anpassungsmöglichkeiten

NEURO CLASSIC Carbon

automatischExtensionsanschlag
statisch einstellbar

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar

Extensionsanschlag stufenlos einstellbar (0°–20°) über Aufbaueinstellschraube

Das NEURO VARIO 2 Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk einsetzbar.
Das NEURO VARIO 2 Systemkniegelenk ist umrüstbar auf das NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk durch
Austauschen der Funktionseinheit.

E30.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E30.2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemkniegelenke NEURO VARIO 2

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

37

44

52

62

c

Gelenkhöhe

67

76

89

100

d

Rückverlagerung

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

13

13

16

18,5

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

13

14,5

17

19

Gelenkdicke

14

14

16

19

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

47

63

103

162

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Das NEURO VARIO 2 Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:

NEURO CLASSIC Carbon

20 mm

b

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

12 mm

Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy
Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

E30.3

Systemkniegelenke NEURO VARIO 2

NEURO CLASSICNEURO VARIO

geradeAbb. 1

unten nachinnen gekröpft
Abb. 2

unten nach
außen gekröpft
Abb. 3oben und unten
nach innen gekröpft
Abb. 4oben und unten
nach außen gekröpft
Abb. 5

Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2301-L/TI

SL2302-L/TI

SL2303-L/TI

SL2305-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2301-R/TI

SL2302-R/TI

SL2303-R/TI

SL2305-R/TI

NEURO VARIO 2

gerade (Abb. 1)

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)

Titan

Beinseite

ME

16 mm

NEURO VARIO-SWING

Artikelnummer für Systembreite
Material

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2373-L/TI

SL2375-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2373-R/TI

SL2375-R/TI

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

Stück

SL2393-L/TI

SL2395-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2393-R/TI

SL2395-R/TI

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

links lateral oder rechts medial

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 4)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2323-L/TI

SL2325-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2323-R/TI

SL2325-R/TI

Systemgelenkschiene

NEURO ACTIVE

oben und unten nach außen gekröpft (Abb. 5)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2383-L/TI

SL2385-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2383-R/TI

SL2385-R/TI

NEURO CLASSIC Carbon

E30.4

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile NEURO VARIO 2
Ersatzteile

7
8
9
10
11

1

E30.5
12

2
3
4

5

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (5)

5a
3
6
13

Ersatzteile NEURO VARIO 2

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0930

SB9669-L0950

SB1069-L1060

SB1069-L1220

Bezeichnung
Splintbolzen

2SL0201-L/TI

SL0202-L/TI

SL0203-L/TI

SL0205-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SL0201-R/TI

SL0202-R/TI

SL0203-R/TI

SL0205-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

2

-

-

SL0223-L/TI

SL0225-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

2

-

-

SL0223-R/TI

SL0225-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

2

-

-

SL0223-8L/TI

SL0225-8L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

2

-

-

SL0223-8R/TI

SL0225-8R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

GS1609-*

GS1910-*GS2311-*

GS2611-*Gleitscheibe*

VE3771-010/20

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

5SL0211-L/TI

SL0212-L/TI

SL0213-L/TI

SL0215-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial,
gerade, Titan

5

SL0211-R/TI

SL0212-R/TI

SL0213-R/TI

SL0215-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral,
gerade, Titan--

SL0233-L/TI

SL0235-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial,nach innen gekröpft, Titan

5

-

-

SL0233-R/TI

SL0235-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral,nach innen gekröpft, Titan

5

-

-

SL0233-8L/TI

SL0235-8L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial,nach außen gekröpft, Titan

5

-

-

SL0233-8R/TI

SL0235-8R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral,nach außen gekröpft, Titan

5aBP1009-L050

BP1110-L050

BP1211-L055

BP1211-L060

Gleitbuchse

6

SL0261-L/AL

SL0262-L/AL

SL0263-L/AL

SL0265-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

6

SL0261-R/AL

SL0262-R/AL

SL0263-R/AL

SL0265-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

7

VE3771-04/10

VE3771-050/10

VE3771-08/15

VE3771-09/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

SC9607-L04/S

SC9608-L06/S

SC9611-L08/S

SC9612-L08/S

Aufbaueinstellschraube

PN0003-L02

PN0004-L02

PN0005-L02

PN0006-L02

Anschlagdämpfer

10SL0281-06

SL0282-07

SL0283-10

SL0285-11

Führungsring

11

SL0281-04

SL0282-04SL0283-05

SL0285-06

Extensionsanschlag

12

SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

13

SC1405-L12

SC1405-L12

SC1406-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

6-13

SL2931-L

SL2932-L

SL2933-L

SL2935-L

Funktionseinheit plug + go Modularität,
links lateral oder rechts medial

6-13

SL2931-R

SL2932-R

SL2933-R

SL2935-R

Funktionseinheit plug + go Modularität,
links medial oder rechts lateral

20 mm

Ø = 23 mm

Ø = 26 mm

GS1609-040

GS1910-040

GS2311-040

GS2611-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2311-045

GS2611-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2311-050

GS2611-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2311-055

GS2611-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2311-060

GS2611-060
0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

E30.6

NEURO CLASSIC Carbon

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

NEURO ACTIVE

16 mm

Ø = 19 mm

Systemgelenkschiene

14 mm

Ø = 16 mm

Systemkniegelenk

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.
GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheibenin fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO ACTIVE* Gleitscheiben

NEURO VARIO-SWING

8
9

NEURO VARIO 2

5

NEURO VARIO

3
4

NEURO CLASSIC

Ersatzteile

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO 2

NEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

1

1

1a

2

NEURO VARIO 2

2

NEURO VARIO-SWING

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

Pos.

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

1

SL0921-L

SL0922-L

SL0923-L

SL0925-L

1

SL0921-R

SL0922-R

SL0923-R

SL0925-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

Satz

1a

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

7/C

7/C

Laserbeschriftung-2

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO CLASSIC Carbon

ME

E30.7

Satz

NEURO CLASSICNEURO VARIO 2
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO– stufenlose Einstellbarkeit und Dynamik

NEURO VARIO 2
NEURO VARIO-SWING
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

E30.8

NEURO CLASSIC Carbon

Das NEURO VARIO 2 Systemkniegelenk finden Sie ab Katalogseite E30.1.
Das NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk finden Sie ab Katalogseite E40.1.

Dorsalanschlag
Dorsalanschlag

frei/ohne
frei/ohne

dynamisch

Systemkniegelenkfreiohne Fußheberfunktion

dynamischstatischdynamisch A

dynamisch B

statischfrei

dynamisch A

NEURO ACTIVE

dynamisch B

statisch

mit Fußheberfunktion

ohne Fußheberfunktion

mit Fußheberfunktion

frei beweglich
mit Rückverlagerung

automatischgesperrt

frei beweglichohne Rückverlagerung

Systemgelenkschienekein Knöchelgelenk

Hauptfunktion
frei beweglichohne Rückverlagerung

frei beweglich
mit Rückverlagerung

Art des
Extensionsanschlags
Extensionsanschlag
statisch

Extensionsanschlag
statisch austauschbar

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung
automatischgesperrt

dynamischer Extensionsanschlag, einstellbar
Extensionsanschlag
statisch einstellbar

Anpassungsmöglichkeiten
Extensionsanschlag
statisch

Extensionsanschlag
dynamisch einstellbar-

NEURO CLASSIC Carbon

statischkein Knöchelgelenk

Plantaranschlag

Plantaranschlag

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Extensionsanschlag stufenlos einstellbar (0°–20°) über Aufbaueinstellschraube
Extensionsanschlag
Extensionsanschlag
Extensionsanschlag
veränderbarer
Widerstanddes dynamischen
Extensionsanschlags durch Austauschen der vormontierten
statisch austauschbar
statisch einstellbar
dynamisch einstellbar
grünen Federeinheit
Bewegungsfreiheit des Federwegs stufenlos begrenzbar durch Einstellen der Bewegungslimitierungsschraube

Das NEURO VARIO 2 Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk einsetzbar.
Das NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk ist umrüstbar auf das NEURO VARIO 2 Systemkniegelenk durch
Austauschen der Funktionseinheit.

E40.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E40.2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemkniegelenke NEURO VARIO-SWING

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

51

62

69

83

c

Gelenkhöhe

70,5

81,5

92

110

d

Rückverlagerung

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

13

13

16

18

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

13

14,5

17

19

Gelenkdicke

14

14

16

19

Gelenkgewichte* [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

12 mm
59

14 mm
81

* mit vormontierter Federeinheit

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Das NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:

NEURO CLASSIC Carbon

20 mm

b

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

12 mm

Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyFedereinheit, grün, vormontiert
Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

E40.3

16 mm
132

20 mm
197

Systemkniegelenke NEURO VARIO-SWINGNEURO CLASSICNEURO VARIO

geradeAbb. 1

unten nachinnen gekröpft
Abb. 2

unten nach
außen gekröpft
Abb. 3oben und unten
nach innen gekröpft
Abb. 4oben und unten
nach außen gekröpft
Abb. 5

Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2501-L/TI

SL2502-L/TI

SL2503-L/TI

SL2505-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2501-R/TI

SL2502-R/TI

SL2503-R/TI

SL2505-R/TI

NEURO VARIO 2

gerade (Abb. 1)

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2573-L/TI

SL2575-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2573-R/TI

SL2575-R/TI

NEURO VARIO-SWING

Material

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2593-L/TI

SL2595-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2593-R/TI

SL2595-R/TI

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 4)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SL2523-L/TI

SL2525-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2523-R/TI

SL2525-R/TI

oben und unten nach außen gekröpft (Abb. 5)
Artikelnummer für Systembreite
Material

ME

16 mm

20 mm

Stück

SL2583-L/TI

SL2585-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL2583-R/TI

SL2585-R/TI

NEURO ACTIVE

links lateral oder rechts medial

Systemgelenkschiene

Titan

Beinseite

NEURO CLASSIC Carbon

E40.4

Ersatzteile NEURO VARIO-SWINGNEURO CLASSIC

Ersatzteile
7

8

9

NEURO VARIO

10
11

12

1
2

13

3

4

NEURO VARIO 2

3

NEURO VARIO-SWING

5

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (5)5a6Ersatzteile Schraubeinheit (7)7aSystemkniegelenk

NEURO ACTIVE

7b7c

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

7d

E40.5

Ersatzteile NEURO VARIO-SWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB8559-L0930

SB9669-L0950

SB1069-L1060

SB1069-L1220

Splintbolzen

2SL0201-L/TI

SL0202-L/TI

SL0203-L/TI

SL0205-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SL0201-R/TI

SL0202-R/TI

SL0203-R/TI

SL0205-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

SL0223-L/TI

SL0225-L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

2

-

-

Bezeichnung

2

-

-

SL0223-R/TI

SL0225-R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

2

-

-

SL0223-8L/TI

SL0225-8L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan--

SL0223-8R/TI

SL0225-8R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

GS1609-*

GS1910-*GS2311-*

GS2611-*Gleitscheibe*

4

VE3771-010/20

VE3771-010/20

VE3771-012/26

VE3771-012/26

O-Ring-Dämpfer

5SL0211-L/TI

SL0212-L/TI

SL0213-L/TI

SL0215-L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

5

SL0211-R/TI

SL0212-R/TI

SL0213-R/TI

SL0215-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan--

SL0233-L/TI

SL0235-L/TI

5

-

-

SL0233-R/TI

SL0235-R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach innen
gekröpft, Titan

5

-

-

SL0233-8L/TI

SL0235-8L/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach außen
gekröpft, Titan

5

-

-

SL0233-8R/TI

SL0235-8R/TI

Unterteil mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, nach außen
gekröpft, Titan

BP1009-L050

BP1110-L050

BP1211-L055

BP1211-L060

Gleitbuchse

6

SL0251-L/AL

SL0252-L/AL

SL0253-L/AL

SL0255-L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

6SL0251-R/AL

SL0252-R/AL

SL0253-R/AL

SL0255-R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

7SC9609-L13

SC9611-L14

SC9612-L15

SC9614-L17

Schraubeinheit

7a

VE3771-06/11

VE3771-08/15

VE3771-09/15

VE3771-11/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

7bSC9609-L13/S

SC9611-L14/T

SC9612-L15/T

SC9614-L17/T

Aufbaueinstellschraube

7c

VE3771-03/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

VE3771-04/10

O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube

7d

SC9606-L05

SC9607-L06

SC9607-L06

SC9607-L06

Bewegungslimitierungsschraube

8

SH5800-15/04

SH5801-15/06

SH5802-15/11

SH5803-15/15

Federeinheit, grün, mittel, max. 9° Bewegungsfreiheit

9PN0003-L02

PN0004-L02

PN0005-L02

PN0006-L02

Anschlagdämpfer

10SL0281-06

SL0282-07

SL0283-10

SL0285-11

Führungsring

11

SL0281-04

SL0282-04SL0283-05

SL0285-06

Extensionsanschlag

12

SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

13

SC1405-L12

SC1405-L12

SC1406-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

6-13 SL2951-L

SL2952-L

SL2953-L

SL2955-L

Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial

6-13 SL2951-R

SL2952-R

SL2953-R

SL2955-R

Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral

16 mm

20 mm

Ø = 23 mm
GS2311-040

Ø = 26 mm
GS2611-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2311-045

GS2611-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2311-050

GS2611-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2311-055

GS2611-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2311-060

GS2611-060
0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mmE40.6

NEURO CLASSIC Carbon

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

NEURO ACTIVE

14 mm
Ø = 19 mm
GS1910-040

Systemgelenkschiene

12 mm
Ø = 16 mm
GS1609-040

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.
GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheibenin fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

Systemkniegelenk

Artikelnummer für Systembreite

NEURO ACTIVE* Gleitscheiben

NEURO VARIO-SWING

5a

NEURO VARIO 2

5

Unterteil mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, nach innen
gekröpft, Titan

NEURO VARIO

2
3

NEURO CLASSIC

Ersatzteile

Federeinheiten NEURO VARIO-SWINGNEURO CLASSIC

Koffer für Federeinheiten (1)Ersatzteile Federeinheit
2a

1a
1b

NEURO VARIO

1c

2

Koffer für Federeinheiten

NEURO VARIO 2

Pos.

Artikelnummer

Bezeichnung

1

SH5800-0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung, mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)*

1a

WZ5703-3513

1 x Schlitzschraubendreher 0,6 x 3,5 x 100 mm

1b

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1c

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm* Der Koffer kann zur Aufbewahrung der nicht benötigten Federeinheiten verwendet werden.

Ersatzteile Federeinheiten (für ein NEURO VARIO-SWING Systemkniegelenk benötigen Sie eine der folgenden Federeinheiten):

NEURO VARIO-SWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

2

SH5800-15/02

SH5801-15/03

SH5802-15/05

SH5803-15/07

Federeinheit, blau, normal, max. 9° Bewegungsfreiheit

Bezeichnung

Stück

ME

2

SH5800-15/04

SH5801-15/06

SH5802-15/11

SH5803-15/15

Federeinheit, grün, mittel, max. 9° Bewegungsfreiheit, vormontiert

Stück

2

SH5800-10/06

SH5801-10/12

SH5802-09/16

SH5803-10/21

Federeinheit, weiß, stark, max. 6° Bewegungsfreiheit

Stück

2

SH5800-10/09

SH5801-10/19

SH5802-10/29

SH5803-10/31

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 6° Bewegungsfreiheit

Stück

2

SH5800-05/17

SH5801-05/33

SH5802-05/53

SH5803-05/63

Federeinheit, rot, extra stark, max. 3° Bewegungsfreiheit

Stück

2a

VE3771-045/10

VE3771-06/10

VE3771-07/10

VE3771-08/10

O-Ring zur Fixierung der Federeinheit

Stück

Federeinheitengewichte [g]Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

12 mm

14 mm

16 mm

3

7

8

13

Federeinheit, grün, mittel, max. 9° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

9

16

24

Federeinheit, weiß, stark, max. 6° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

29

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 6° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

4

10

19

32

Federeinheit, rot, extra stark, max. 3° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

5

11

20

32

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 9° Bewegungsfreiheit

E40.7

20 mm

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO VARIO-SWINGNEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

3

NEURO VARIO

3

3a

4

4

NEURO VARIO 2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)ME

3

SL0921-L

SL0922-L

SL0923-L

SL0925-L

3

SL0921-R

SL0922-R

SL0923-R

SL0925-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral, 2-teilig(2 Dummys mit Schraube)

Satz

3a

SC1054-L12

SC1055-L12

SC1055-L12

SC1055-L16

Senkschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

7/C

7/C

Laserbeschriftung

-

4

Satz

NEURO VARIO-SWING

Artikelnummer für Systembreite
Pos.

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E40.8

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion

polyzentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung-

Art des
Extensionsanschlags

Anpassungsmöglichkeiten

E50.1

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensions- und Flexionsrichtung durch Austauschen der Anschläge

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E50.2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemkniegelenke NEURO ACTIVE

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

16 mm

b

Gelenkkopfbreite

42cGelenkhöhe

108dRückverlagerung

16

Gelenkdicke

11

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material
Stahl

ME
Stück

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

16 mm

Das NEURO ACTIVE Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO CLASSIC Carbon

Orthesengelenkfett für Gelenke mit Zahnsegmenten, 3 g
Montage-/Gießdummy

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

E50.3

16 mm
137

Systemkniegelenke NEURO ACTIVE

NEURO CLASSICNEURO VARIO

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2oben und unten nach innen gekröpft
Abb. 3NEURO VARIO 2

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl

Beinseite

ME

16 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK2303-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK2303-R/ST

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite

Stahl

Beinseite

ME

16 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK2313-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK2313-R/ST

NEURO VARIO-SWING

Material

oben und unten nach innen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl

Beinseite

ME

16 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK2323-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK2323-R/ST
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E50.4

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile NEURO ACTIVE
Ersatzteile

4

2

6
6a

1

E50.5
2
3
8

6a

5
7

Ersatzteile NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

Bezeichnung

SK0250-ST

Grundplatte2

GS2210-050

Gleitscheibe

3

BB9664-*

Bronzebuchse*

4

SK0203-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

4

SK0203-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

4

SK0223-L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

4

SK0223-R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

5

SK0213-L/ST

Unterteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

5

SK0213-R/ST

Unterteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

5

SK0233-L/ST

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

5

SK0233-R/ST

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

6

BK9051-E005

5° Extensionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

6aSC2103-L08

Flachkopfschraube mit Schlitz

7

SK0251-ST

Deckplatte

8

SC1016-L12

Senkschraube mit Innensechskant und Ansatz

NEURO VARIO

1

NEURO VARIO 2* Bronzebuchsen
Artikelnummer und Höhe für Systembreite 16 mm
Ø = 9,6 mm

Höhe (h)BB9664-92

4,92 mmBB9664-95

4,95 mmBB9664-98

4,98 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Höhe (h) der
Bronzebuchse, z. B. BB9664-92.
Bronzebuchse eingraviert. Beachten Sie dies bitte bei Nachbestellungen.
Sind die Ziffern unleserlich, messen Sie die Höhe nach.

NEURO VARIO-SWING

Die Höhe dieser Bronzebuchse ist 4,92 mm. Sie ist auf der Außenseite derSystemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E50.6

Zubehörteile NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC

Extensions- und Flexionsanschläge

5

6

7

8

9

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO

5a-9a

3

4

1a-4a

Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

Bezeichnung

1

BK9051-E000

0° Extensionsanschlag/80° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

2

BK9051-E010

10° Extensionsanschlag/70° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

3

BK9051-E020

20° Extensionsanschlag/60° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

4

BK9051-E030

30° Extensionsanschlag/50° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

5

BK9051-F000

0° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

6

BK9051-F005

5° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

7

BK9051-F010

10° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

8

BK9051-F020

20° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

9

BK9051-F030

30° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

1a-9a

SC2103-L08

Flachkopfschraube mit Schlitz

NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC Carbon

2

Zubehörteile

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWING

1

E50.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO ACTIVE

10

NEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO VARIO

11
11

Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

BezeichnungME

10SK0923-LR

Montage-/Gießdummy

Stück

11

PZ3100-LR

Gelenkaufnahme

Stück

NEURO VARIO 2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO VARIO-SWING

Die Gelenkaufnahmen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E50.8

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion-

Art des
Extensionsanschlags

NEURO CLASSIC Carbon

polyzentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung

Anpassungsmöglichkeiten

E60.1

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensions- und Flexionsrichtung durch Austauschen desExtensions- und Flexionsanschlags2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E60.2

NEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemgelenkschienen NEURO ACTIVE

10 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Gelenkschienenmaße [mm]Bezeichnung

10 mm

14 mm

16 mm

Achsabstand

16

16

22

22

c

Schienenlänge

200

280

360

440

d

Schienenlänge

320

400

480

560

e

Deckplattenhöhe

42

42

52

52

f

Deckplattenbreite

26

26

34

34

Schienendicke

3

4

5

6

Gelenkdicke

9

10

11

13

Rückverlagerung

10

14

16

20

Gelenkschienengewichte [g]Systembreite
Material
Aluminium

ME

10 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Paar

128

260

542

828

Stück

64

130

271

414

NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC Carbon

20 mm

b

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWING

Systembreite a
Maß

Die NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g
Orthesengelenkfett für Gelenke mit Zahnsegmenten, 3 g
Montage-/Gießdummy

E60.3

Systemgelenkschienen NEURO ACTIVE

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Bein/Beinseite
linkes oder rechtes
Aluminium

ME
Paar

10 mm
BK2200-AL

14 mm
BK2302-AL

16 mm
BK2303-AL

20 mm
BK2405-AL

links lateral oder rechts medial

Stück

BK2200-L/AL

BK2302-L/AL

BK2303-L/AL

BK2405-L/AL

links medial oder rechts lateral

Stück

BK2200-R/AL

BK2302-R/AL

BK2303-R/AL

BK2405-R/AL

NEURO VARIO-SWING

Material

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E60.4

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile NEURO ACTIVE
Ersatzteile

4

2

6
6a

1

E60.5
2
8

3

6a

5
7

Ersatzteile NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC

Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position
1

10 mm
KS0150-AL

14 mm
KS0150-AL

16 mm
SK0250-ST

20 mm
SK0250-ST

Bezeichnung
Grundplatte2

GS1609-050

GS1609-050

GS2210-050

GS2210-050

Gleitscheibe

3

BB8553-*BB8554-*BB9665-*BB9666-*

Bronzebuchse*

4

BK0200-AL

BK0202-AL

BK0203-AL

BK0205-AL

Oberschenkelschienenflügel, Aluminium

5

BK0210-AL

BK0212-AL

BK0213-AL

BK0215-AL

Unterschenkelschienenflügel, Aluminium
5° Extensionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

KS9502-E005

KS9502-E005

BK9051-E005

BK9061-E005

SC2103-L06

SC2103-L06

SC2103-L08

SC2103-L08

Flachkopfschraube mit Schlitz

7KS0151-AL/FG

KS0151-AL/FG

SK0251-ST

SK0251-ST

Deckplatte

8

SC1015-L11

SC1015-L12

SC1016-L13

SC1016-L14

Senkschraube mit Innensechskant und Ansatz

NEURO VARIO

66a* Bronzebuchsen
Artikelnummer und Höhe für Systembreite
10 mm
Ø = 8,5 mm
BB8553-89

14 mm
Höhe (h)3,89 mm

Ø = 8,5 mm
BB8554-89

16 mm
Höhe (h)4,89 mm

Ø = 9,6 mm
BB9665-89

20 mm
Höhe (h)5,89 mm

Ø = 9,6 mm
BB9666-89

Höhe (h)6,89 mm3,92 mmBB8554-92

4,92 mmBB9665-92

5,92 mmBB9666-92

6,92 mm3,95 mmBB8554-95

4,95 mmBB9665-95

5,95 mmBB9666-95

6,95 mmBB8553-98

3,98 mmBB8554-98

4,98 mmBB9665-98

5,98 mmBB9666-98

6,98 mm

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Höhe (h) der Bronzebuchse,z. B. BB8554-92. Die Höhe dieser Bronzebuchse ist 4,92 mm. Sie ist auf der Außenseite

NEURO VARIO 2

BB8553-92
BB8553-95

der Bronzebuchse eingraviert. Beachten Sie dies bitte bei Nachbestellungen. Sind die
Ziffern unleserlich, messen Sie die Höhe nach.

NEURO VARIO-SWING
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E60.6

Zubehörteile NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC

Extensions- und Flexionsanschläge

5

6

7

8

9

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO

5a-9a

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWING

1

2

3

4

1a-4a

Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

10 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

1

KS9502-E000

KS9502-E000--

0° Extensionsanschlag/100° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

1

-

-

BK9051-E000

BK9061-E000

0° Extensionsanschlag/80° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

2

KS9502-E010

KS9502-E010--

10° Extensionsanschlag/90° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

2

-

-

BK9051-E010

BK9061-E010

10° Extensionsanschlag/70° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

3

KS9502-E020

KS9502-E020--

20° Extensionsanschlag/80° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

3

-

-

BK9051-E020

BK9061-E020

20° Extensionsanschlag/60° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

4

KS9502-E030

KS9502-E030--

30° Extensionsanschlag/70° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

4

-

-

BK9051-E030

BK9061-E030

30° Extensionsanschlag/50° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

5

KS9502-F000

KS9502-F000

BK9051-F000

BK9061-F000

0° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

6

-

-

BK9051-F005-

5° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopschrauben mit Schlitz

7

KS9502-F010

KS9502-F010

BK9051-F010

BK9061-F010

10° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

8KS9502-F020

KS9502-F020

BK9051-F020

BK9061-F020

20° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

9KS9502-F030

KS9502-F030

BK9051-F030

BK9061-F030

30° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz

1a-9a SC2103-L06

SC2103-L06

SC2103-L08

SC2103-L08

Flachkopfschraube mit Schlitz

E60.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

10

NEURO VARIO

11
11

NEURO VARIO 2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
10 mm
KS025014 mm
KS025016 mm
SK0923-LR

20 mm
SK0923-LR

Montage-/Gießdummy

Bezeichnung

ME
Stück

11

PZ4100-LR

PZ4100-LR

PZ3100-LR

PZ3100-LR

Gelenkaufnahme

StückMontage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO VARIO-SWING

Position
10

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E60.8

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Hauptfunktion

monozentrisch, frei beweglich mit Rückverlagerung-

Art des
Extensionsanschlags

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag

NEURO CLASSIC Carbon

Das NEURO CLASSIC Carbon ist ein wasserfestes ultraleichtes Systemkniegelenk aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.
Eine Orthese mit einem NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk kann durch Austauschen des Systemgelenks auf eine Orthese mit einem
NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk umgerüstet werden.
Das NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk einsetzbar.

E70.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO CLASSICNEURO VARIONEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E70.2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Systemkniegelenke NEURO CLASSIC Carbon

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

45

52

62

c

Gelenkhöhe

91

103

118

d

Rückverlagerung

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

14

18

18

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

24

29

33

Gelenkdicke

18

19

23

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material

ME

Carbon

Stück

14 mm

16 mm

20 mm

51

82

134

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Das NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Set 2-Komponenten-Klebstoff mit Primer
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

NEURO CLASSIC Carbon

20 mm

b

NEURO ACTIVE

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

14 mm

Systemanker bestellen Sie bitte separat.
Spezielle Systemanker für das NEURO CLASSIC Carbon finden Sie ab Katalogseite J10.

E70.3

Systemkniegelenke NEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSICNEURO VARIO

geradeAbb. 1NEURO VARIO 2

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

Carbonlinkes oder rechtes

ME
Stück

14 mm
SL1302-C/LR

16 mm
SL1303-C/LR

20 mm
SL1305-C/LR

NEURO VARIO-SWING
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

NEURO CLASSIC Carbon

E70.4

NEURO CLASSIC Carbon

NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

NEURO VARIONEURO CLASSIC

Ersatzteile NEURO CLASSIC Carbon
Ersatzteile

2
8

3

4

5

6

7

Unterteil mit Gleitbuchse,
vormontiert (4)

4a

E70.5
9

1

3

Ersatzteile NEURO CLASSIC Carbon

Artikelnummer für Systembreite
Position

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SK0892-1/C

SK0893-1/C

SK0895-1/C

Splintbolzen

2SL0102-C

SL0103-C

SL0105-C

Oberteil, gerade, Carbon

3

GS2009-*

GS2311-*

GS2413-*Gleitscheibe*

4

SK0812-2/C

SK0813-2/C

SK0815-2/C

5° Unterteil mit Gleitbuchse, gerade, Carbon-Titan-Hybrid

4aBP1009-L059

BP1211-L077

BP1412-L090

Gleitbuchse

5

FE1510-02

FE1510-02

FE1510-02

Druckfeder

6

SK9802-E005/C

SK9803-E005/C

SK9805-E005/C

5° Extensionsanschlag

7

SC4402-L22

SC4402-L22

SC4402-L22

Zylinderkopfschraube

8

SK0892-2/C

SK0893-2/C

SK0895-2/C

Deckscheibe

9

SC1404-L10

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
16 mm

20 mm

Ø = 20 mm

Ø = 23 mm

Ø = 24 mm

GS2009-040

GS2311-040

GS2413-040

GS2009-045

GS2311-045

GS2413-045

GS2009-050

GS2311-050

GS2413-050

GS2009-055

GS2311-055

GS2413-055

GS2009-060

GS2311-060

GS2413-060

0,45 mm0,50 mm0,55 mm

Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweiseeine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke
von 0,55 mm besitzt. Nutzen Sie zur Positionierung der Gleitscheiben den
Gleitscheibenzentrierdorn.

NEURO VARIO-SWING

0,40 mmz. B. GS2009-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die

NEURO VARIO 2

14 mm

NEURO VARIO

1

NEURO CLASSIC

Ersatzteile

0,60 mm

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene

E70.6

NEURO CLASSIC Carbon

Spezielle Systemanker für das NEURO CLASSIC Carbon finden Sie ab Katalogseite J10.

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO CLASSIC Carbon

NEURO CLASSIC

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

1a

NEURO VARIO

1

1b
2

2

NEURO VARIO-SWINGNEURO VARIO 2

1bMontage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position

14 mm

16 mm

20 mm

BezeichnungME

SK0982-C/LR1

SK0983-C/LR1

SK0985-C/LR1

Montage-/Gießdummy (1 Dummy mit Distanzring und zwei Schrauben)

Stück

1a

SK0982-C/LR/2

SK0983-C/LR/2

SK0985-C/LR/2

Distanzring für Montage-/Gießdummy

Stück

1b

SC0005-L12SC0005-L12SC0005-L14

Linsenschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

Gelenkaufnahme

Stück

9/C

Laserbeschriftung

-

1

10/B

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO ACTIVE

NEURO CLASSIC Carbon

4/B

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

Systemgelenkschiene

Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE

2

E70.7

NEURO CLASSIC

Schmutz- und wasserbeständige
Systemkniegelenke aus Carbon

NEURO VARIONEURO VARIO 2
NEURO VARIO-SWING
Systemkniegelenk

NEURO ACTIVE
NEURO ACTIVE

Systemgelenkschiene
Das NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk finden Sie ab Katalogseite G50.1.

E70.8

NEURO CLASSIC Carbon

Das NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk finden Sie ab Katalogseite E70.1.

NEURO TRONICNEURO MATIC

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion

monozentrisch, automatische Standphasensicherung mit Rückverlagerung-

Ansteuerung
Art des
Extensionsanschlags

vormontiert in 5° Flexion

mechanische Sperrung und Entsperrung über das Systemknöchelgelenk

statischer Extensionsanschlag

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°) durch Austauschen des Gelenkoberteils

Weitere Funktionen

Moduswechsel über Bedienhebel auf der Deckplatte

NEURO HiTRONIC

Anpassungsmöglichkeiten

Grundfunktion im Auto-Modus-	gesperrt in der Standphase, frei beweglich in der Schwungphase-	Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch
Austauschen des Gelenkoberteils (Schwungphase)-	Flexionswinkel variabel einstellbar durch Austauschen desGelenkoberteils (Standphase)

Alternativfunktion im Lock-Modus-	dauerhaft mechanisch gesperrt über Bedienhebel

Alternativfunktion im Free-Modus-	dauerhaft mechanisch entsperrt über Bedienhebel

Das NEURO MATIC Systemkniegelenk ist umrüstbar auf das NEURO TRONIC Systemkniegelenk durch Austauschen der Funktionseinheit und weiterer
zugehöriger Systembauteile und auf das NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk durch Austauschen des Systemgelenks.
Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO MATIC Systemkniegelenk einsetzbar.

F10.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO MATIC
NEURO TRONICNEURO HiTRONIC

Für den Bau einer Orthese mit einem NEURO MATIC
Systemkniegelenk benötigen Sie die folgenden
Komponenten:
Systemkniegelenk (Seite F10.4)
Bauteilset (Seite F10.7)
Systemschienen/-anker (ab Seite I1)

F10.2

NEURO MATIC

Systemkniegelenke NEURO MATIC

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
MaßBezeichnung

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

45

56

c

Gelenkhöhe

85

95

d

Rückverlagerung

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

30

32

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

78Gelenkdicke

15

15

Gelenkgewichte [g]NEURO TRONIC

Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

16 mm

20 mm

108

158

Das NEURO MATIC Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g

NEURO HiTRONIC

Montage-/Gießdummy

Das Bauteil- und Gießdummyset, den Gießdummy für die Steuereinheit und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Das Bauteil- und Gießdummyset finden Sie auf Katalogseite F10.7.
Den Gießdummy für die Steuereinheit finden Sie auf Katalogseite F10.9.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.
	Hinweis: Für den Bau einer KAFO mit dem NEURO MATIC Systemkniegelenk benötigen Sie ein zum Orthesentypen passendes Bauteilset sowie eine zum
Systemknöchelgelenk passende Adapterschraube.

F10.3

Systemkniegelenke NEURO MATIC

NEURO MATIC

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2

unten nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK3353-L/TI

SK3355-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK3353-R/TI

SK3355-R/TI

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK3373-L/TI

SK3375-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK3373-R/TI

SK3375-R/TI

NEURO TRONIC

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK3343-L/TI

SK3345-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK3343-R/TI

SK3345-R/TI

NEURO HiTRONIC

F10.4

Ersatzteile NEURO MATIC
Ersatzteile

NEURO MATIC

3

5
8

1

11
10

5

2
12

7
4

9
6
13

NEURO TRONIC

Zahnkranz mit Gleitbuchse, vormontiert (8)NEURO HiTRONIC

8a

F10.5

Ersatzteile NEURO MATIC
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SB9669-L0990

SB1069-L1000

Splintbolzen (Gelenkachse)

2

SB6049-L0990

SB8559-L1000

Splintbolzen (Sperrklinke)

3

SK0313-L/TI

SK0315-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

3

SK0313-R/TI

SK0315-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

3

SK0333-L/TI

SK0335-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

3

SK0333-R/TI

SK0335-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

3

SK0333-8L/TI

SK0335-8L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

3

SK0333-8R/TI

SK0335-8R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

4

SK0373SK0375-2

Sperrklinke

5GS1910-*

GS2411-*Gleitscheibe*

6

PN1000-L06

PN1000-L06

Extensionsanschlagdämpfer

7

SK0303-2L/TI

SK0305-2L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

7

SK0303-2R/TI

SK0305-2R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

8

SK0363-2L

SK0365-2L

Zahnkranz mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

8

SK0363-2R

SK0365-2R

Zahnkranz mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

8aBP1110-L059

BP1211-L059

Gleitbuchse

9

SC1403-L08/1

SC1403-L08/1

Senkschraube mit Innensechsrund

10

SK0353-4L/AL

SK0355-4L/AL

kleine Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

10

SK0353-4R/AL

SK0355-4R/AL

kleine Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

11

SK3393-L

SK3395-L

Deckplatte mit Bedienhebel, links lateral oder rechts medial

11

SK3393-R

SK3395-R

Deckplatte mit Bedienhebel, links medial oder rechts lateral

12

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

13

SC1404-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

9–13

SK3383-L

SK3385-L

Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial

9–13

SK3383-R

SK3385-R

Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke

Artikelnummer für Systembreite

0,40 mm

der Gleitscheibe, z. B. GS1910-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe

16 mm

20 mm

Ø = 19 mm

Ø = 24 mm

GS1910-040

GS2411-040

GS1910-045

GS2411-045

GS1910-050

GS2411-050

GS1910-055

GS2411-055

GS1910-060

GS2411-060

0,45 mm0,50 mm0,55 mm

ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken
erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine

NEURO TRONIC* Gleitscheiben

NEURO MATIC

1

Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,60 mmNEURO HiTRONIC

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

F10.6

Zubehörteile NEURO MATIC
Bauteilset (1)Gießdummyset für die
Umrüstung auf
NEURO TRONIC (2)NEURO MATIC

1a

2b

2a

1b
1c

1d

Bauteilset
Menge
Position
1

Artikelnummer
SK3300-LR

ME
Set

Bauteilset, unilateralbilateral-

1

SK3300Bauteilset, bilateral

Set

-

1

RM0500-ST008

Draht, Stahl, 500 mm lang

Stück

2

4

1b

ZS0104-L500

Bowdenzughülle mit Innenrohr, 500 mm lang

Stück

1

2

1c

SK0935-06

Gießdummy für Bowdenzugdurchführung

Stück

1

2

1d

SK0935-05

Bowdenzugkanal aus Kunststoff

Stück

1

2

Stoffbeutel für Orthesen mit Logo

Stück

1

1

ME
Set

unilateral
1

Gießdummyset für die Umrüstung auf NEURO TRONIC
Menge
Position
2

Artikelnummer
SK3850-1

Bezeichnung
Gießdummyset, unilateralbilateral-2

SK3850-2

Gießdummyset, bilateral

Set

-

1

2a

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich, 4 mm

Stück

1

2

2b

SK0935-11

Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel, 250 mm

Stück

1

1

2b

SK0935-12

Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel, 170 mm

Stück

-

1

2b

SK0935-13

Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel, 85 mm

Stück

-

1

Oberteile (3)3

NEURO HiTRONIC

unilateral11aohne Abb. OB1000-XL

NEURO TRONIC

Bezeichnung

Oberteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

20 mm

Bezeichnung

3

SK0303-L/TI

SK0305-L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

3

SK0303-R/TI

SK0305-R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

3

SK0303-4L/TI

SK0305-4L/TI

10° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

3

SK0303-4R/TI

SK0305-4R/TI

10° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

F10.7

Zubehörteile NEURO MATIC
Adapterschraube für NEURO VARIO-SPRING,NEURO VARIO-SPRING 2 und NEURO CLASSIC-SPRING (4)Adaptereinheit für NEURO VARIO-SWING,NEURO CLASSIC-SWING, NEURO SWING und NEURO SWING 2 (5)5a-5bNEURO MATIC

5b
5c

4

5d

4a

5e
5f

Adapterschraube für NEURO VARIO-SPRING
14 mm

Artikelnummer für Systembreite
16 mm

20 mm

SC3018-L12SC3009-L12

SC3010-L13

Bezeichnung
Adapterschraube mit 2 Sicherungsscheiben

4aSK0395-01

SK0395-01

SK0395-01

Sicherungsscheibe

NEURO TRONIC

Position
4

Adapterschraube für NEURO VARIO-SPRING 2 und NEURO CLASSIC-SPRING
10 mm

Artikelnummer für Systembreite
12 mm
14 mm
16 mm

20 mm

Position
4SC3007-L15

SC3008-L15

SC3009-L17

SC3011-L17

SC3011-L17

Bezeichnung
Adapterschraube mit 2 Sicherungsscheiben

4aSK0395-01

SK0395-01

SK0395-01

SK0395-01

SK0395-01

Sicherungsscheibe

Adaptereinheit für NEURO VARIO-SWING, NEURO CLASSIC-SWING, NEURO SWING und NEURO SWING 2
14 mm

Artikelnummer für Systembreite
16 mm

20 mm

Position
5SC3012-L15

SC3014-L16

SC3018-L18

Adaptereinheit

Bezeichnung

5a–5bSC3208-L15

SC3208-L15

SC3208-L15

Adapterschraube mit 2 Sicherungsscheiben

5bSK0395-01

SK0395-01

SK0395-01

Sicherungsscheibe5c

VE3771-09/15

VE3771-11/15

VE3771-125/15

O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube

5dSC3012-L15/0

SC3014-L16/0

SC3018-L18/0

Aufbaueinstellschraube

5e

FE1415-01

FE1415-01

FE1415-01

Druckfeder

5fSF0593-1/0

SF0593-1/0

SF0593-1/0

BolzenNEURO HiTRONIC

F10.8

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO MATIC
Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

2

NEURO MATIC

1

2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite

NEURO TRONIC

Position

16 mm

20 mm

BezeichnungME

1SK0933-L

SK0935-L

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial

Stück

1

SK0933-R

SK0935-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral

Stück

PE1015-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

6/C

7/C

Laserbeschriftung-2

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

Gießdummy für Steuereinheit (3)Gießdummy für Steuereinheit*
Pos.

3a

3c
3d

3b

Artikelnummer

Bezeichnung

ET0935Gießdummy für Steuereinheit, 2-teilig

Satz
Stück

3a

ET0935-1

Gießdummy für Steuereinheit, Akku-Seite

3b

ET0935-2

Gießdummy für Steuereinheit, Kabel-Seite

Stück

3c

SC1302-L04

Senkschraube mit Kreuzschlitz H, 4 Stück

Stück

3d

SC0403-L40

Linsenschraube mit Innensechsrund

Stück* Dieser Gießdummy wird für eine mögliche Umrüstung auf NEURO TRONIC benötigt.

NEURO HiTRONIC

3c

F10.9

ME

3

CROSSROADS
Orthesenschuh. Anders.
er Laufsohle
Mit elastischaterialaus EVA-M

er
Mit elastisch®
chsohlevibram Fla

Bequeme Passform mit und ohne Orthese.

Die CROSSROADS Orthesenschuhe garantieren durch ihre besondere Konstruktion und das speziell abgestimmte Material
stets einen perfekten Sitz. Das integrierte elastische Textilmaterial sowie zwei herausnehmbare Innensohlen bieten
flexibles Volumen. Zudem besteht die Möglichkeit, eine Laufsohlenerhöhung mit einer EVA-Platte zu schaffen oder einevibram® Flachsohle für mehr Rutschfestigkeit unter dem Schuh anzubringen. CROSSROADS ist in vier verschiedenen
Kombinationen der Weiten REGULAR und SLIM erhältlich. So sitzt er an jedem Fuß optimal – mit und ohne Orthese.
Schuhmaße
Sprengung*Absatzhöhe**

15 mm
25 mm

Verwendungh-CastOrthesen-Konfigurator* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei
der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage
eingetragen.
Alle Orthesenschuhe werden für jede Schuhgröße paarweise verkauft.

Größe
Material
Schuhausführungen36–48
hochwertiges Leder – zertifiziertes Rindsleder als
Obermaterial und Kalbsleder als Innenfutter sorgen
für höchsten Tragekomfort.
REGULAR links und rechts
SLIM links und rechts

REGULAR links/SLIM rechts
SLIM links/REGULAR rechts

Die CROSSROADS Orthesenschuhe finden Sie ab Katalogseite L10.1.

F10.10Bluetooth® und Apps

NEURO MATIC

Durch Bluetooth*können Sie die
Steuereinheit auf
einfache Weise mit
der Fernbedienung,
der Expert App (fürOrthopädietechniker) und User
App (für Patienten) verbinden.
Die Expert App wird benötigt,
um die Orthese in Betrieb zu
nehmen und einzustellen.
Die App muss einmaligüber den Codegenerator
für die Expert App auf derFIOR & GENTZ Website
freigeschaltet werden.

NEURO TRONIC

Mit der User App kann die
Orthese bedient werden. Sie
steht als Ergänzung zu derFernbedienung zur Verfügung.

Hauptfunktion

monozentrisch, automatische Standphasensicherung mit Rückverlagerung-

Ansteuerung
Art des
Extensionsanschlags

vormontiert in 5° Flexion

elektromechanische Sperrung und Entsperrung über Bewegungssensoren

statischer Extensionsanschlag

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°) durch Austauschen des Gelenkoberteils

Weitere Funktionen

Moduswechsel über Bedienhebel auf der Deckplatte, Fernbedienung oder Expert App/User App

NEURO HiTRONIC

Anpassungsmöglichkeiten

Grundfunktion im Auto-Modus-	gesperrt in der Standphase, frei beweglich in der Schwungphase-	Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch
Austauschen des Gelenkoberteils (Schwungphase)-	Flexionswinkel variabel einstellbar durch Austauschen desGelenkoberteils (Standphase)

Alternativfunktion im Lock-Modus-	dauerhaft mechanisch gesperrt über Fernbedienung, Expert App/User
App

Alternativfunktion im Free-Modus-	dauerhaft mechanisch entsperrt über Bedienhebel oderelektromechanisch mithilfe der Fernbedienung, Expert App/User App

Das NEURO TRONIC Systemkniegelenk ist umrüstbar auf das NEURO MATIC Systemkniegelenk durch Austauschen der Funktionseinheit und weiterer
zugehöriger Systembauteile. Eine Orthese mit einem NEURO TRONIC Systemkniegelenk kann durch Austauschen des Systemgelenks auf eine Orthesemit einem NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk umgerüstet werden.
Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO TRONIC Systemkniegelenk einsetzbar.

F20.1

2024-05*D ie Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.,und jegliche Verwendung dieser Marken durch FIOR & GENTZ erfolgt unter Lizenz.

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO MATIC
NEURO TRONICNEURO HiTRONIC

Für den Bau einer Orthese mit einem NEURO TRONIC
Systemkniegelenk benötigen Sie die folgenden
Komponenten:
Systemkniegelenk (Seite F20.4)
Bauteilset (Seite F20.7)
Gießdummy für die Steuereinheit (Seite F20.10)
Systemschienen/-anker (ab Seite J1)
Expert App
User App (optional für den Patienten)

F20.2

NEURO MATIC

Systemkniegelenke NEURO TRONIC

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
Maßb

Bezeichnung
Gelenkkopfbreite

16 mm
48

20 mm
56

c

Gelenkhöhe

85

95

d
e

Rückverlagerung
Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

16
30

20
32

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

78Gelenkdicke

16,5

16,5

NEURO TRONIC

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

16 mm
126

20 mm
174

Das NEURO TRONIC Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy

Das Bauteilset, den Gießdummy für die Steuereinheit und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.

NEURO HiTRONIC

Das Bauteilset finden Sie auf Katalogseite F20.7.
Die Fernbedienung für den Patienten finden Sie auf Katalogseite F20.7.
Den Gießdummy für die Steuereinheit finden Sie auf Katalogseite F20.10.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.
Hinweis: Sie benötigen die Expert App, um eine Orthese mit NEURO TRONIC Systemkniegelenk in Betrieb nehmen und einstellen zu können. Die App muss
einmalig über den Codegenerator für die Expert App auf der FIOR & GENTZ Website freigeschaltet werden. Sie können die Expert App für beliebig viele
Smartphones/Tablets für Android und iOS herunterladen und zur Einstellung der Orthese nutzen. Dem Patienten steht die User App als Ergänzung zu seiner
Fernbedienung zur Verfügung. Diese kann er über sein Smartphone/Tablet oder über seine Apple Watch* bedienen.
* Apple Watch ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

F20.3

Systemkniegelenke NEURO TRONICNEURO MATIC

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2

unten nach außen gekröpft
Abb. 3

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

ME

16 mm

20 mm

Beinseite
links lateral oder rechts medial

Stück

SK3853-L/TI

SK3855-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK3853-R/TI

SK3855-R/TI

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

ME

16 mm

20 mm

Beinseite
links lateral oder rechts medial

Stück

SK3873-L/TI

SK3875-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK3873-R/TI

SK3875-R/TI

NEURO TRONIC

unten nach außen gekröpft (Abb. 3)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

ME

16 mm

20 mm

Beinseite
links lateral oder rechts medial

Stück

SK3843-L/TI

SK3845-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK3843-R/TI

SK3845-R/TI

NEURO HiTRONIC

F20.4

Ersatzteile NEURO TRONICNEURO MATIC

Ersatzteile

5

8
11

1
10

5

2

3

12
4

9

6

13
7

NEURO TRONIC

14

Zahnkranz mit Gleitbuchse, vormontiert (8)Hubmagneteinheit (14)8a14aNEURO HiTRONIC

14b

F20.5

Ersatzteile NEURO TRONIC
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SB1069-L1000

Splintbolzen (Gelenkachse)

2

SB6049-L0990

SB8559-L1000

Splintbolzen (Sperrklinke)

3

SK0313-L/TI

SK0315-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

3

SK0313-R/TI

SK0315-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

3

SK0333-L/TI

SK0335-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

3

SK0333-R/TI

SK0335-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

3

SK0333-8L/TI

SK0335-8L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach außen gekröpft, Titan

3

SK0333-8R/TI

SK0335-8R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach außen gekröpft, Titan

4

SK0373SK0375-2

Sperrklinke

5GS1910-*

GS2411-*Gleitscheibe*

6

PN1000-L06

PN1000-L06

Extensionsanschlagdämpfer

7

SK0303-2L/TI

SK0305-2L/TI

5° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

7

SK0303-2R/TI

SK0305-2R/TI

5° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

8

SK0363-2L

SK0365-2L

Zahnkranz mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

8

SK0363-2R

SK0365-2R

Zahnkranz mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

8aBP1110-L059

BP1211-L059

Gleitbuchse

9

SC1403-L08/1

SC1403-L08/1

Senkschraube mit Innensechsrund

10

SK0343-2L/AL

SK0345-2L/AL

kleine Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

10

SK0343-2R/AL

SK0345-2R/AL

kleine Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

11

SK3893-L

SK3895-L

Deckplatte mit Bedienhebel, links lateral oder rechts medial

11

SK3893-R

SK3895-R

Deckplatte mit Bedienhebel, links medial oder rechts lateral

12

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

13

SC1404-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

14

SK0385

SK0385

Hubmagneteinheit

14a

FE1508-01

FE1508-01

Druckfeder

14b

ET0723-6/18

ET0723-6/18

Endkappe für Stecker des Hubmagneten

9–14

SK3883-L

SK3885-L

Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial

9–14

SK3883-R

SK3885-R

Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral* Gleitscheiben
Artikelnummer für Systembreite
16 mm

20 mm

Ø = 19 mm

Ø = 24 mm

GS1910-040

GS2411-040

GS1910-045

GS2411-045

GS1910-050

GS2411-050

GS1910-055

GS2411-055

GS1910-060

GS2411-060

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.
GS1910-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben

NEURO TRONIC

SB9669-L0990

NEURO MATIC

1

in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mmNEURO HiTRONIC

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

F20.6

Zubehörteile NEURO TRONIC
onombinatinicht in K em
mit ein+iSWING R
NEURO H

Bauteilset (1)
1a

1b

1c

1d

1e

NEURO MATIC

1j

1k
1l

1f

1g

1h

1i

Bauteilset* (mit Bluetooth und integriertem Lithium-Polymer-Akku)
Menge

NEURO TRONIC

PositionME

unilateral

Bauteilset, unilateral

Set

1

-

SK3850Bauteilset, bilateral

Set

-

1

1a

ET3850**

Steuereinheit mit Bluetooth mit Lithium-Polymer-Akku (nicht in Kombination mit
einem NEURO HiSWING R+**)

Stück

1

1

1b

ET0712-00

Anschlusskabel für Hubmagneten, unilateral, 300 mm

Stück

1

-

1b

ET0712-02

Anschlusskabel für Hubmagneten, bilateral, 420 mm

Stück

-

1

1

Artikelnummer
SK3850-LR

1

Bezeichnung

bilateral

1c

VE0831-A3***

Gewindeeinsatz***

Stück

4

4

1d

SC1302-L06***

Senkschraube mit Kreuzschlitz H***

Stück

4

4

1e

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

1

2

1f

ET3840-P

Fernbedienung mit Bluetooth für den Patienten

Stück

1

1

1g

ET0780Netzteil

Stück

1

1

1h

SK0935-11

Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel, 250 mm

Stück

1

1

1h

SK0935-12

Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel, 170 mm

Stück

-

1

1h

SK0935-13

Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel, 85 mm

Stück

-

1

1i

ET0710-01

Aufladekabel für Steuereinheit, 1 m

Stück

1

1

1j

PR4000

Stück

1

1

1k

HE3800-SK/L

Schlüsselband FIOR & GENTZ
Buchstabenaufkleber L für Fernbedienung, linkes Bein

Stück

1

1

1l

HE3800-SK/R

Buchstabenaufkleber R für Fernbedienung, rechtes Bein

Stück

1

1

* Im Bauteilset können die Bauteile auch separat nachbestellt werden. Wählen Sie je nach Bauweise das unilaterale oder bilaterale Bauteilset aus. Beachten Sie,dass beide Sets jeweils nur eine Steuereinheit enthalten. Eine zweite Steuereinheit ist bei bilateraler Bauweise nicht erforderlich.
** Sie finden das entsprechende Steuereinheitenset, Fernbedienungsset und Anschlusskabelset für eine Kombination mit einem NEURO HiSWING R+ auf
Katalogseite F20.8.

NEURO HiTRONIC*** werden zur Befestigung der Steuereinheit benötigt

Oberteile (2)Oberteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

16 mm

20 mm

2

SK0303-L/TI

SK0305-L/TI

0° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SK0303-R/TI

SK0305-R/TI

0° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

2

SK0303-4L/TI

SK0305-4L/TI

10° Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

2

SK0303-4R/TI

SK0305-4R/TI

10° Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

Entsprechende Orthesenstoffbeutel finden Sie auf Katalogseite L16.

F20.7

BezeichnungZubehörteile NEURO TRONIC
bination
nur in Kom
mit einem +WING RNEURO HiS

Hinweis: Das Steuereinheitenset (SL3860-S), das Ferbedienungsset (SL3860-P) und das Anschlusskabelset (SK3860-K/4) werden nur in
Kombination mit einem NEURO HiSWING R+ benötigt.

Steuereinheitenset (3)Steuereinheitenset
Artikelnummer fürSystembreite

3b

3a

3c

3d

3e

Bezeichnung
SteuereinheitensetME
Setunilateral

Stück

1

Stück

1

3a

ET3860

Steuereinheit mit Bluetoothmit Lithium-Polymer-Akku

3bET0710-01

Aufladekabel für
Steuereinheit, 1 m

3cET0780-01

Netzteil

Stück

1

3e

VE0831-A3**

Gewindeeinsatz**

Stück

4

3e

SC1302-L06**

Senkschraube mit
Kreuzschlitz H**

Stück

4

** werden zur Befestigung der Steuereinheit benötigt

Fernbedienungsset (4)Fernbedienungsset
Artikelnummer fürSystembreite
20 mm
Position
4
SL3860-P

4c
4bAnschlusskabelset (5)

4d

Menge
Bezeichnung
FernbedienungssetMESet

unilateral

Stück

1

4a

ET3840-P

4bPR4000Schlüsselband FIOR & GENTZ

Stück

1

4c

HE3800-SK/L

Buchstabenaufkleber L fürFernbedienung, linkes Bein

Stück

1

4d

HE3800-SK/R

Buchstabenaufkleber R fürFernbedienung, rechtes Bein

Stück

1

Anschlusskabelset
Artikelnummer fürSystembreite
MEunilateral

SK3860-K/4

Anschlusskabelset
NEURO HiSWING R+,
NEURO TRONIC

Set

1

5a

ET0714-02

Anschlusskabel für
Funktionseinheit
NEURO TRONIC und
NEURO HiSWING R+, 660 mm

Stück

1

5b

ET0972-3

Gießdummy für Anschlusskabel
für Funktionseinheit

Stück

1

5c

ET0971-1

Gießdummy fürKabellängenausgleich

Stück

3

5c

5d

SK0935-11

Gießdummy für Anschlusskabel
für NEURO TRONIC
Funktionseinheit, 250 mm

Stück

1

5d

5d

SH0985-15

Gießdummy für Anschlusskabel
für NEURO HiSWING R+
Funktionseinheit, 270 mm

Stück

1

5d

SH0985-16

Gießdummy für Anschlusskabel
für Steuereinheit, 150 mm

Stück

1

F20.8

NEURO HiTRONIC

Bezeichnung

5

5b

Menge

20 mm

Position

5a1

Fernbedienung mit Bluetoothfür den Patienten

NEURO TRONIC

4a1

NEURO MATIC

Position
20 mm
3SL3860-S

Menge

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO TRONIC
Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen (1, 2)

2

NEURO MATIC

1
2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Pos.
1

2

20 mm
SK0935-L

BezeichnungME

Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial

Stück

SK0933-R

SK0935-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral

Stück

PE1015-LR

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

6/C

7/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO HiTRONICNEURO TRONIC

1

16 mm
SK0933-L

F20.9

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO TRONIC
Gießdummy
für Steuereinheit
Y-Verteiler-Gießdummyfür (4)
Hubmagnetanschlusskabel (4)Gießdummy für Steuereinheit (3)
3c

3a

3d

Gießdummyset für die Umrüstungauf NEURO MATIC (5)3b5aNEURO MATIC

5b

3c

Gießdummy für Steuereinheit
Pos.
3

Artikelnummer
ET0935

Bezeichnung

ME

Gießdummy für Steuereinheit, 2-teilig

Satz

3a

ET0935-1

Gießdummy für Steuereinheit, Akku-Seite

Stück

3b

ET0935-2

Gießdummy für Steuereinheit, Kabel-Seite

Stück

3c

SC1302-L04

Senkschraube mit Kreuzschlitz H, 4 Stück

Stück

3d

SC0403-L40

Linsenschraube mit Innensechsrund

Stück

Y-Verteiler-Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel
Menge
Pos.

ET0972-2

Bezeichnung
Y-Verteiler-Gießdummy für Hubmagnetanschluss­kabel,bilateral

ME
Stück

unilateralbilateral-

1

Gießdummyset für die Umrüstung auf NEURO MATIC
Menge
Pos.
5

Artikelnummer
SK3300-1

Bezeichnung
Gießdummyset, unilateralME
Setunilateral
1bilateral-

5

SK3300-2

Gießdummyset, bilateral

Set

-

1

5a

SK0935-06

Gießdummy für Bowdenzugdurchführung

Stück

1

2

5b

SK0935-05

Bowdenzugkanal aus Kunststoff

Stück

1

2

NEURO TRONIC

4

Artikelnummer

NEURO HiTRONIC

F20.10NEURO MATIC

Bluetooth® und Apps
Durch Bluetooth*können Sie die
Steuereinheit auf
einfache Weise mit
der Fernbedienung,
der Expert App (fürOrthopädietechniker) und User
App (für Patienten) verbinden.
Die Expert App wird benötigt,
um die Orthese in Betrieb zu
nehmen und einzustellen.
Die App muss einmaligüber den Codegenerator
für die Expert App auf derFIOR & GENTZ Website
freigeschaltet werden.

lsauch a

k
n
e
l
e
g
Test
!
bar
verfügtalogseite F30.

13

NEURO TRONIC

ab K
a

Mit der User App kann die
Orthese bedient werden. Sie
steht als Ergänzung zu derFernbedienung zur Verfügung.

ohne Fußheberfunktion

Hauptfunktion

mit Fußheberfunktion

monozentrisch, automatische Standphasensicherung mit Rückverlagerung-

frei beweglichohne Rückverlagerung

Ansteuerung

frei beweglich
mit Rückverlagerung

automatisch

NEURO HiTRONIC

Weitere Funktionen

gesperrt

elektrohydraulische Sperrung und Entsperrung über Bewegungssensoren

Art des
Extensionsanschlags

Anpassungsmöglichkeiten

vormontiert in 5° Flexion

statischer Extensionsanschlag

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°) durch Austauschen des Extensionsanschlags/der
Flexionsanschlagsscheibe
Moduswechsel über die Fernbedienung oder die Expert App/User App
Grundfunktion im
Auto-Modus

Alternativfunktion
im Lock-Modus
Alternativfunktion
im Free-Modus- gesperrt in der Standphase, frei beweglich in der Schwungphase- Bewegungsfreiheit variabel begrenzbar in Extensionsrichtung durch Austauschen desExtensionsanschlags/der Flexionsanschlagsscheibe (Schwungphase)- Flexionswinkel variabel einstellbar durch Austauschen des Extensionsanschlags/der
Flexionsanschlagsscheibe (Standphase)- dauerhaft mechanisch gesperrt über Fernbedienung oder Expert App/User App- dauerhaft mechanisch entsperrt über Drehschalter unter dem Systemgelenk oderelektromechanisch mithilfe der Fernbedienung oder Expert App/User App

Das NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk ist umrüstbar auf die NEURO MATIC und NEURO TRONIC Systemkniegelenke durch Austauschen desSystemgelenks.
Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk einsetzbar.

F30.1

2024-08* Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.,und jegliche Verwendung dieser Marken durch FIOR & GENTZ erfolgt unter Lizenz.

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO MATIC
NEURO TRONICNEURO HiTRONIC

Für den Bau einer Orthese mit einem NEURO HiTRONIC
Systemkniegelenk benötigen Sie die folgenden
Komponenten:
Systemkniegelenk (Seite F30.4)
Bauteilset (Seite F30.7)
Werkzeugset, inkl. Gießdummy für die Steuereinheit
und Aufpressdummy (ab Seite F30.12)
Systemschienen/-anker (ab Seite J1)
Expert App
User App (optional für den Patienten)

F30.2

NEURO MATIC

Systemkniegelenke NEURO HiTRONIC

20 mm

Gelenkmaße [mm]NEURO TRONIC

Systembreite a
Maßb

Bezeichnung
Gelenkkopfbreite

20 mm
68
146

c

GelenkhöhedRückverlagerung20

eAbstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

32

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten
Gelenkdicke

34,5

8

Gelenkgewichte [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

20 mm
342

Das NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/Gießdummy
Wartungsset
Das Bauteilset, den Gießdummy für die Steuereinheit, den Aufpressdummy und Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Das Bauteilset finden Sie ab Katalogseite F30.7.

NEURO HiTRONICDie Fernbedienung für den Patienten finden Sie auf Katalogseite F30.7.
Den Gießdummy für die Steuereinheit finden Sie auf Katalogseite F30.12.
Den Aufpressdummy finden Sie auf Katalogseite F30.11.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.
Hinweis: Sie benötigen die Expert App, um eine Orthese mit NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk in Betrieb nehmen und einstellen zu können. Die App muss
einmalig über den Codegenerator für die Expert App auf der FIOR & GENTZ Website freigeschaltet werden. Sie können die Expert App für beliebig viele
Smartphones/Tablets für Android und iOS herunterladen und zur Einstellung der Orthese nutzen. Dem Patienten steht die User App als Ergänzung zu seiner
Fernbedienung zur Verfügung. Diese kann er über sein Smartphone/Tablet oder über seine Apple Watch* bedienen.
* Apple Watch ist eine Marke von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

F30.3

Systemkniegelenke NEURO HiTRONICNEURO MATIC

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

20 mm

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME
Stück

SL3055-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SL3055-R/TI

NEURO TRONICNEURO HiTRONIC

F30.4

Ersatzteile NEURO HiTRONIC
Ersatzteile

NEURO MATIC

1

3
5
3

9

10

2
7

4

11

6

12

NEURO TRONIC

85° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, vormontiert (7)Funktionseinheit, vormontiert (8)
8a

8b

8c
7a

NEURO HiTRONIC

8d
8e

F30.5

Ersatzteile NEURO HiTRONIC
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

20 mm

Bezeichnung

SB1069-L1110

Splintbolzen

2SL0315-L/TI

Unterteil, links lateral, gerade, Titan

2

SL0315-R/TI

Unterteil, rechts lateral, gerade, Titan

3

GS2411-*Gleitscheibe*

4SL9005-E005

5° Extensionsanschlag

5

PN1000-L05/5

Extensionsanschlagdämpfer

6

SL0305-L/TI

Oberteil, links lateral, gerade, Titan

6

SL0305-R/TI

Oberteil, rechts lateral, gerade, Titan

7

SL0365-2L

5° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral

7

SL0365-2R

5° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, rechts lateral

7aBP1211-L077

Gleitbuchse

8

SL3955-L

Funktionseinheit, links lateral

8

SL3955-R

Funktionseinheit, rechts lateral

8aSL0355-11

Rolleneinheit

8bSL0355-12

Luftfilter

8cSC1404-L10

Senkschraube mit Innensechsrund

8dSL0355-16/L

Kabelabdeckung, links lateral

8d

SL0355-16/R

Kabelabdeckung, rechts lateral

8eSC1403-L08/1

Linsensenkschraube mit Innensechsrund

9SL0355-01

Führungsstück

10

SL0355-L/AL

Deckplatte, links lateral

10

SL0355-R/AL

Deckplatte, rechts lateral

11

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

12

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

Artikelnummer für Systembreite
20 mm
Ø = 24 mm
GS2411-040
GS2411-045

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.
GS2411-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben infünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt.
Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm, während eine
Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

NEURO TRONIC* Gleitscheiben

NEURO MATIC

1

GS2411-050
GS2411-055
GS2411-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mmNEURO HiTRONIC

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

F30.6

Zubehörteile NEURO HiTRONIC
Bauteilset
Artikelnummer für Systembreite
Position

NEURO MATIC

1

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral

SL3850-LR

Bauteilset, unilateral

Set

1

1a–1f

SL3850-S*

Steuereinheitenset (nicht in Kombination mit einem
NEURO HiSWING R+*)

Set

1

1g–1l

SK3850-P

Fernbedienungsset

Set

1* Sie finden das entsprechende Steuereinheitenset, Fernbedienungsset und Anschlusskabelset für eine Kombination mit einem NEURO HiSWING R+ auf
Katalogseite F30.9.

Steuereinheitenset (1a–1f)onombinatinicht in K em
mit ein+iSWING R
NEURO H

1b
1c

1d

1a

1f
1e

Steuereinheitenset
Artikelnummer für Systembreite

NEURO TRONIC

Position

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral
1

1a-1f

SL3850-S

Steuereinheitenset

Set

1a

ET3850

Steuereinheit mit Bluetooth mit Lithium-Polymer-Akku

Stück

1

1b

ET0711-01

Anschlusskabel für Funktionseinheit, 300 mm

Stück

1

1c

VE0831-A3**

Gewindeeinsatz**

Stück

4

1d

SC1302-L06**

Senkschraube mit Kreuzschlitz H**

Stück

4

1e

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

1

1f

SL0935-14

Gießdummy für Anschlusskabel, 190 mm

Stück

1

** werden zur Befestigung der Steuereinheit benötigt.

Hinweis: Für den Bau einer KAFO mit dem NEURO HiTRONIC benötigen Sie zusätzlich zum Systemkniegelenk ein Bauteilset, bestehend aus einem
Steuereinheitenset und einem Fernbedienungsset, ein Wartungsset sowie ein Werkzeugset. Der im Werkzeugset enthaltene Gießdummy für die Steuereinheit

NEURO HiTRONIC

kann mehrfach verwendet werden. Das Wartungsset ist bereits im Lieferumfang des Systemgelenks enthalten.

Entsprechende Orthesenstoffbeutel finden Sie auf Katalogseite L16.

F30.7

Zubehörteile NEURO HiTRONIC
Fernbedienungsset (1g–1l)

NEURO MATIC

1l
1g

1k
1j
1i

1h

Fernbedienungsset
Artikelnummer für Systembreite
Position

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral

1g-1l

SK3850-P

Fernbedienungsset

Set

1

1g

ET3840-P

Fernbedienung mit Bluetooth für den Patienten

Stück

1

1h

ET0780Netzteil

Stück

1

1i

ET0710-01

Aufladekabel für Steuereinheit, 1 m

Stück

1

1j

PR4000

Stück

1

1k

HE3800-SK/L

Schlüsselband FIOR & GENTZ
Buchstabenaufkleber L für Fernbedienung, linkes Bein

Stück

1

1l

HE3800-SK/R

Buchstabenaufkleber R für Fernbedienung, rechtes Bein

Stück

1

Wartungsset (2)2f

NEURO TRONIC

2e

2g
2h

2a

2b

2c

2d

Wartungsset*
Artikelnummer für Systembreite
Position

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral2

SL3005-6M*

Wartungsset*

Set

1

2a

GS2411-**Gleitscheibe**

Stück

2

2b

SC1404-L10

Senkschraube mit Innensechsrund

Stück

2

2c

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

Stück

1

2d

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

Stück

1

2e

SL0355-01

Führungsstück

Stück

1
1

SL0355-11

Rolleneinheit

Stück

SL0355-12

Luftfilter

Stück

1

2h

PN1000-L05/5

Extensionsanschlagdämpfer

Stück

2

* Das Wartungsset ist im Lieferumfang des Systemgelenks enthalten.
** Die Artikelnummern der Gleitscheiben finden Sie auf Katalogseite F30.6.

F30.8

NEURO HiTRONIC

2f2g

Zubehörteile NEURO HiTRONIC
bination
nur in Kom
mit einem +WING RNEURO HiS

Hinweis: Für den Bau einer KAFO mit dem NEURO HiTRONIC in Kombination mit dem NEURO HiSWING R+ Systemknöchelgelenk
benötigen Sie ein Steuereinheitenset (SL3860-S), ein Fernbedienungsset (SL3860-P), ein Anschlusskabelset (SL3860-K/4), ein
Wartungsset (SL3005-6M) sowie ein Werkzeugset (SL3005-WZ). Der im Werkzeugset enthaltene Gießdummy für die Steuereinheit
kann mehrfach verwendet werden. Das Wartungsset ist bereits im Lieferumfang des Systemgelenks enthalten.

NEURO MATIC

Steuereinheitenset (1)

1d
1a
1e

1b

1c

Steuereinheitenset
Artikelnummer für Systembreite

NEURO TRONIC

Position

Menge
Bezeichnung

20 mm

ME

unilateral

1

SL3860-S

Steuereinheitenset

Set

1

1a

ET3860

Steuereinheit mit Bluetooth mit Lithium-Polymer-Akku

Stück

1

1b

ET0710-01

Aufladekabel für Steuereinheit, 1 m

Stück

1

1c

ET0780-01

Netzteil

Stück

1

1d

VE0831-A3*

Gewindeeinsatz*

Stück

4

1e

SC1302-L06*

Senkschraube mit Kreuzschlitz H*

Stück

4

Bezeichnung

unilateral* werden zur Befestigung der Steuereinheit benötigt

Fernbedienungsset (2)

2c
2a

2b

2d

Fernbedienungsset

NEURO HiTRONIC

Artikelnummer für Systembreite

Menge

20 mm

Position2

SL3860-P

Fernbedienungsset

ME
Set

2a

ET3840-P

Fernbedienung mit Bluetooth für den Patienten

Stück

1

2b

PR4000

Stück

1

2c

HE3800-SK/L

Schlüsselband FIOR & GENTZ
Buchstabenaufkleber L für Fernbedienung, linkes Bein

Stück

1

2d

HE3800-SK/R

Buchstabenaufkleber R für Fernbedienung, rechtes Bein

Stück

1

F30.9

1

Zubehörteile NEURO HiTRONIC
Anschlusskabelset (3)

3b
3a

3d

NEURO MATIC

3cAnschlusskabelset
Artikelnummer für Systembreite
Position
3

20 mm
SL3860-K/4

3a

Menge
Bezeichnung
Anschlusskabelset NEURO HiSWING R+, NEURO HiTRONIC

ME
Set

unilateral
1

ET0713-02

Anschlusskabel für Funktionseinheit NEURO HITRONIC und
NEURO HiSWING R+, 660 mm

Stück

1

3b

ET0971-1

Gießdummy für Kabellängenausgleich

Stück

1

3c

ET0972-3

Gießdummy für Anschlusskabel für Funktionseinheit

Stück

1

3d

SH0985-15

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiSWING R+ Funktionseinheit, 270 mm

Stück

1

3d

SH0985-16

Gießdummy für Anschlusskabel für Steuereinheit, 140 mm

Stück

1

3d

SL0935-17

Gießdummy für Anschlusskabel für NEURO HiTRONIC Funktionseinheit, 190 mm

Stück

1

Extensionsanschläge (4-5)

0° Flexionsanschlagsscheibe mit
Gleitbuchse, vormontiert (6)10° Flexionsanschlagsscheibe mit
Gleitbuchse, vormontiert (7)NEURO TRONIC

7

6
4
5

Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
Position
4

20 mm
SL9005-E000

Bezeichnung
0° Extensionsanschlag

5SL9005-E010

10° Extensionsanschlag

6SL0365-L

0° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral

6

SL0365-R

0° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, rechts lateral

7

SL0365-4L

10° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral

7

SL0365-4R

10° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, rechts lateral

NEURO HiTRONIC

F30.10Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO HiTRONIC
Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen (1, 2, 3)

3

NEURO MATIC

1
3

2

Montage-/Gießdummys, Aufpressdummy und Gelenkaufnahmen

SL0935-L

Montage-/Gießdummy, links lateral

Stück

1

SL0935-R

Montage-/Gießdummy, rechts lateral

Stück

2

SL0935-1

Aufpressdummy, links lateral und rechts lateral

Stück

PE1025-LR

Gelenkaufnahme

Stück

7/C

Laserbeschriftung

-

3

20 mm

Bezeichnung

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang des Systemgelenks enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.
Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO HiTRONICNEURO TRONIC

Artikelnummer für Systembreite
Pos.
1

F30.11ME

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO HiTRONIC
Werkzeugset (4)

4f

4e

4a
4d

4b

NEURO MATIC

4c

Werkzeugset
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

20 mm

BezeichnungME

4SL3005-WZ

Werkzeugset

Set

4a

WZ5018-0612

Doppelmaulschlüssel 6,5 mm

Stück

4b

WZ5602-A13

Steckschlüsseleinsatz 13 mm, 1/4“

Stück

4c

WE3055-SL

Adapter für Steckschlüsseleinsatz

Stück

4d
4e

WZ5611-I20
SL0935-1

Sechskant-Stiftschlüssel 2 mm
Aufpressdummy

Stück

4f

ET0935Gießdummy für Steuereinheit, 2-teilig*

Satz

Stück

Gießdummy für Steuereinheit (5)Gießdummy für Steuereinheit
Artikelnummer für Systembreite

5a

5c

5b

5d

Pos.
5

ET093520 mm

Bezeichnung
Gießdummy für Steuereinheit, 2-teilig

ME
Satz

5a

ET0935-1

Gießdummy für Steuereinheit, Akku-Seite

Stück

5b

ET0935-2

Gießdummy für Steuereinheit, Kabel-Seite

Stück

5c

SC1302-L04

Senkschraube mit Kreuzschlitz H, 4 Stück

Stück

5d

SC0403-L40

Linsenschraube mit Innensechsrund

Stück

NEURO TRONIC* Die Komponenten des Gießdummys für Steuereinheit sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

5c

Gießdummy
für Steuereinheit (4)für
Y-Verteiler-Gießdummy
Hubmagnetanschlusskabel (6)Y-Verteiler-Gießdummy für Hubmagnetanschlusskabel
Menge
Artikelnummer

6

ET0972-2

BezeichnungMEunilateralbilateral

Y-Verteiler-Gießdummy für
Hubmagnetanschluss­kabel, bilateral

Stück

-

1

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

F30.12NEURO HiTRONIC

Pos.

NEURO HiTRONIC Testgelenk und Zubehörteile

k

n
e
l
e
g
t
Tes

NEURO HiTRONIC Testgelenk (1)Für den Bau einer Orthese mit einem NEURO HiTRONIC
Testgelenk benötigen Sie die folgenden Komponenten:

NEURO MATIC

Steuereinheit (zur Miete)
Fernbedienungsset (zur Miete)
Werkzeugset (zur Miete)
Zubehörset für Steuereinheit (zum Kauf)
Schienen-/Ankeraufnahme (zum Kauf)
Systemschienen/-anker (zum Kauf)Expert App
User App (optional für den Patienten)
Der Einsatz des NEURO HiTRONIC Testgelenks ermöglicht es, zuüberprüfen, ob eine solche Versorgung den persönlichen Anforderungengerecht wird und eine Bereicherung für den Alltag der Patientin oderdes Patienten darstellt. Anhand der Patientendaten ermittelt derOrthesen-Konfigurator, ob eine Versorgung mit dem NEURO HiTRONIC
Systemkniegelenk für die Patientin oder den Patienten geeignet ist.
	Die technischen Angaben des Testgelenks wie Gelenkmaße undGelenkgewicht sind identisch mit denen des NEURO HiTRONIC
Systemkniegelenks. Das Wartungsset und der Montage-/Gießdummysind nicht im Lieferumfang des Testgelenks enthalten.

NEURO HiTRONIC Testgelenk*
Artikelnummer für Systembreite
Position

Material

1

Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME
Stück

SL3055-L/TG

20 mm

Artikelnummer für Mietgebühr
MI3055-L/SL

links medial oder rechts lateral

Stück

SL3055-R/TG

MI3055-R/SL

NEURO TRONIC* zur Miete verfügbar

Steuereinheit (2), Fernbedienungsset (3) und Werkzeugset (4) für NEURO HiTRONIC Testgelenk

2

3

NEURO HiTRONIC

4
Steuereinheit, Fernbedienungsset und Werkzeugset für NEURO HiTRONIC Testgelenk*
Artikelnummer für Systembreite

Artikelnummer für

20 mm

Mietgebühr

Position

Menge
BezeichnungMEunilateral2

ET3860-MG

MI3860-ET

Steuereinheit für die Verbindung
NEURO HISWING R+ und NEURO HiTRONIC Testgelenk,
mit Bluetooth mit Lithium-Polymer-Akku

Stück

1

3

SL3860-P/MG

MI3860-P/SL

Fernbedienungsset für NEURO HiTRONIC Testgelenk

Set

1

4

SL3005-WZ/MG

MI3005-SL

Werkzeugset für NEURO HiTRONIC TestgelenkSet1* zur Miete verfügbar

F30.13

Werkzeug und Zubehörteile NEURO HiTRONIC Testgelenk
Schienen-/Ankeraufnahme (5)Schienen-/Ankeraufnahme**
Artikelnummer für Systembreite
20 mm
Pos.
5 PS3305-SL

Menge
Bezeichnung
Schienen-/Ankeraufnahme

ME
Stück

unilateral1** nur zum Kauf verfügbar
	Das NEURO HiTRONIC Testgelenk darf nicht einlaminiert werden. Sie benötigen die Schienen-/Dies erleichtert den Bau der Orthese und verhindert mögliche Beschädigungen des Testgelenks bei
der Verarbeitung.

NEURO MATIC

Ankeraufnahme, um die Testorthese anzufertigen, ohne das Testgelenk einlaminieren zu müssen.

Zubehörset für NEURO HiTRONIC Testgelenk und Steuereinheit (6)6Zubehörset für NEURO HiTRONIC Testgelenk und Steuereinheit**
Artikelnummer für Systembreite

6

20 mm

Menge

SL3860-M

Bezeichnung
Zubehörset für NEURO HiTRONIC Testgelenk und SteuereinheitMESetunilateral
1

ET0710-01

Aufladekabel für Steuereinheit, 1 m

Stück

1

ET0780-01

NetzteilStück

1

VE0831-A3

Gewindeeinsatz

Stück

4

SC1302-L06

Senkschraube mit Kreuzschlitz H

Stück

4

NEURO TRONIC

Position** nur zum Kauf verfügbarNEURO HiTRONIC

F30.14

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion-

Funktion für gesperrte
Systemgelenke

Art des
Extensionsanschlags

NEURO LOCK Carbon

Sperrfunktion
monozentrisch, gesperrt mit Rückverlagerung
Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug
gesperrt in 5° Extension

einfeilbares Gelenkunterteil

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Anpassungsmöglichkeiten

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°, 20°, 30°) durch Austauschen des Extensionsanschlags undEinfeilen des Gelenkunterteils

Alternativfunktion

frei beweglich durch Ausbauen der Sperrklinke, Druckfeder und Kugel

G10.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G10.2

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Systemkniegelenke NEURO LOCK

14 mm

Sperrfunktion

20 mmGelenkmaße [mm]Systembreite a
Maß

NEURO FLEX MAX

16 mm

Bezeichnung

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

33

38

47

c

Gelenkhöhe

70

83

96

d

Rückverlagerung*

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

10

13

16

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

19

22

25

g

Hebellänge

200

200

200

Gelenkdicke

10

12

12

* wichtig für die Alternativfunktion

Gelenkgewichte** [g]Systembreite
Material

ME

14 mm

16 mm

20 mm

Stahl

Stück

64

101

150

Titan

Stück

44

68

101

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX** ohne Hebelverlängerung

Das NEURO LOCK Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyHebelverlängerung
Verbindungsschlauch für Hebelverlängerung***

NEURO LOCK Carbon*** nur bei Systemgelenken für links lateral oder rechts medial

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Kabelzüge und Kabelzugadapter finden Sie auf Katalogseite G10.8.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

G10.3

Systemkniegelenke NEURO LOCKNEURO LOCKNEURO LOCK MAX

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME
Stück

14 mm
SK5302-L/ST

16 mm
SK5303-L/ST

20 mm
SK5305-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK5302-R/ST

SK5303-R/ST

SK5305-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK5302-L/TI

SK5303-L/TI

SK5305-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK5302-R/TI

SK5303-R/TI

SK5305-R/TI

NEURO FLEX MAX

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)

Sperrfunktion

Artikelnummer für Systembreite
Material
Stahl
Titan

Beinseite
links lateral oder rechts medial

ME
Stück

14 mm
SK5322-L/ST

16 mm
SK5323-L/ST

20 mm
SK5325-L/ST

links medial oder rechts lateral

Stück

SK5322-R/ST

SK5323-R/ST

SK5325-R/ST

links lateral oder rechts medial

Stück

SK5322-L/TI

SK5323-L/TI

SK5325-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK5322-R/TI

SK5323-R/TI

SK5325-R/TI

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G10.4

Ersatzteile NEURO LOCKNEURO LOCK

Ersatzteile

3
8
4

NEURO LOCK MAX

5

9

1
2
6

7
10

10
13

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

12
11

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (11)

11a

G10.5

14

Ersatzteile NEURO LOCK
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6044-L0610

SB6044-L0750

SB6044-L0820

Splintbolzen (Sperrklinke)

Bezeichnung

2

SB8554-L0610

SB9664-L0750

SB9664-L0820

Splintbolzen (Gelenkachse)

3

SC2106-L05

SC9606-L09

SC9606-L09

Druckschraube

4

FE1414-02

FE1414-02

FE1414-02

Druckfeder5

KU1005-ST

KU1005-ST

KU1005-ST

Kugel

6

SK0402-2L/ST

SK0403-2L/ST

SK0405-2L/ST

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

6

SK0402-2R/ST

SK0403-2R/ST

SK0405-2R/ST

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

6

SK0402-2L/TI

SK0403-2L/TI

SK0405-2L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SK0402-2R/TI

SK0403-2R/TI

SK0405-2R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

7

SK9602-E005

SK9603-E005

SK9605-E005

5° Extensionsanschlag

8

SK0492-ST

SK0495-ST

SK0495-ST

Hebelverlängerung

9

SK0472-*

SK0473-*

SK0475-*

Sperrklinke*

10

GS1609-**

GS1910-**

GS2210-**Gleitscheibe**

11

SK0412-2L/ST

SK0413-2L/ST

SK0415-2L/ST

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

11

SK0412-2R/ST

SK0413-2R/ST

SK0415-2R/ST

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

11

SK0412-2L/TI

SK0413-2L/TI

SK0415-2L/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

11

SK0412-2R/TI

SK0413-2R/TI

SK0415-2R/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

11

SK0432-2L/ST

SK0433-2L/ST

SK0435-2L/ST

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl

11

SK0432-2R/ST

SK0433-2R/ST

SK0435-2R/ST

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl

11

SK0432-2L/TI

SK0433-2L/TI

SK0435-2L/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

11

SK0432-2R/TI

SK0433-2R/TI

SK0435-2R/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

11a

BP1009-L029

BP1110-L035

BP1110-L040

Gleitbuchse

12

SK0452-2L/AL

SK0453-2L/AL

SK0455-2L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

12

SK0452-2R/AL

SK0453-2R/AL

SK0455-2R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

13

SC1404-L10

SC1404-L10

SC1404-L12

Senkschraube mit Innensechsrund

14

SC1405-L10

SC1405-L11

SC1405-L12

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

ohne
Abb.

SK0492-VS

SK0493-VS

SK0493-VS

Verbindungsschlauch für Hebelverlängerung

ohne
Abb.

SC0403-L08

SC0403-L10

SC0403-L10

Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge

NEURO LOCK

Position-

SK0473-TI038-

SK0472-TI050

SK0473-TI050

SK0475-TI050

SK0472-TI063

SK0473-TI063

SK0475-TI063-

SK0473-TI075

SK0475-TI075-

SK0473-TI088

SK0475-TI088-

SK0473-TI100

SK0475-TI100** Gleitscheiben
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 16 mm
GS1609-040

Ø = 19 mm
GS1910-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

GS1609-045

GS1910-045

GS2210-045

GS1609-050

GS1910-050

GS2210-050

GS1609-055

GS1910-055

GS2210-055

GS1609-060

GS1910-060

GS2210-060

0,55 mm

Sperrklinke. Bitte bei Nachbestellungenbeachten: Sollte sich Spiel durch
Nutzung ergeben, nehmen Sie dienächstlängere Sperrklinke.

der Gleitscheibe, z. B. GS1609-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe
ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken
erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine
Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

G10.6

NEURO LOCK Carbon

0,50 mm

Je größer diese Zahl, desto länger die

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke

Artikelnummer für Systembreite

0,45 mm

Ziffern der Art.-Nr. gekennzeichnet.

Rastensperrfunktion

20 mm

NEURO FLEX MAX

16 mm

0,40 mm

Sperrfunktion

14 mm

NEURO FLEX MAX

Die Sperrklinke ist mit den letzten drei

Artikelnummer für Systembreite

NEURO LOCK MAX* Sperrklinken

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX
NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Zubehörteile NEURO LOCK
Extensionsanschläge

1

G10.7
2
3

Kabelzugadapter (4)

4a

4b

4c

Zubehörteile NEURO LOCK
Kabelzug, trennbar (5)Unterteil mit Gleitbuchse,
vormontiert (6)6aNEURO LOCK

5a

5g
5b

5c

5d

5e

5f

NEURO LOCK MAX

Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
Position
1

14 mm

16 mm

20 mm

SK9602-E010

SK9603-E010

SK9605-E010

Bezeichnung
10° Extensionsanschlag

2

SK9602-E020

SK9603-E020

SK9605-E020

20° Extensionsanschlag

3

SK9602-E030

SK9603-E030

SK9605-E030

30° Extensionsanschlag

1-3

SK9602SK9603

SK9605

Anschlagsatz, je 1 x 10°, 20°, 30° Extensionsanschläge

4

ZS3502

ZS3503

ZS3503Kabelzugadapter

4aSC4303-L04

SC4303-L04

SC4303-L04

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

4b

ZS0324-06

ZS0324-07

ZS0324-07

Kabelzughalter

ZS0233

ZS0233

ZS0233

Gewindemuffe

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm*

ZS1000-L500*

ZS1000-L500*

ZS1000-L500*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm*

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm*

5

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm*

5

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm*

5a

ZS0102

ZS0102

ZS0102

Bowdenzughülle, 1000 mm lang

5b

ZS0002

ZS0002

ZS0002Nylonzug, 1000 mm lang

5c

ZS0235

ZS0235

ZS0235

Gewindemuffe

5d

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

Kupplungsstückgehäuse, Aluminium

5e

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

Druckfeder

5f

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

Anschlussschraube für Kupplungsstück

5gSC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

Gewindestift mit Innensechskant

Sperrfunktion

ohne Abb.
ohne Abb.

NEURO FLEX MAX

4cohne Abb.

VE1000-AL

VE1000-AL

Kupplungsstück, Aluminium

SK0412-L/ST

SK0413-L/ST

SK0415-L/ST

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl

6

SK0412-R/ST

SK0413-R/ST

SK0415-R/ST

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl

6

SK0412-L/TI

SK0413-L/TI

SK0415-L/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SK0412-R/TI

SK0413-R/TI

SK0415-R/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

6

SK0432-L/ST

SK0433-L/ST

SK0435-L/ST

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts medial, gekröpft, Stahl

6

SK0432-R/ST

SK0433-R/ST

SK0435-R/ST

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts lateral, gekröpft, Stahl

6

SK0432-L/TI

SK0433-L/TI

SK0435-L/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts medial, gekröpft, Titan

6

SK0432-R/TI

SK0433-R/TI

SK0435-R/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts lateral, gekröpft, Titan

6aBP1009-L029

BP1110-L035

BP1110-L040

Gleitbuchse

Rastensperrfunktion

VE1000-AL

6

NEURO FLEX MAX

5c-5g* Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.

NEURO LOCK Carbon

G10.8

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO LOCKNEURO LOCK

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

1

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

2

2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position
1
1
2

14 mm

16 mm

20 mm

SK0942-L

SK0943-L

SK0945-L

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial

SK0942-R

SK0943-R

SK0945-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral

Stück

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1015-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

5/C

6/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

G10.9

ME
Stück

NEURO LOCKNEURO HiTRONIC –Schwung- und Standphasensicherung
durch Mikrohydraulik & Mikroprozessor

NEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

spritzwassergeschützt
nach IP44

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

G10.10NEURO LOCK Carbon

Das NEURO HiTRONIC Systemkniegelenk finden Sie ab Katalogseite F30.1.

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion-

Funktion für gesperrte
Systemgelenke

Art des
Extensionsanschlags

NEURO LOCK Carbon

Sperrfunktion
monozentrisch, gesperrt mit Rückverlagerung

Anpassungsmöglichkeiten

Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug
permanente Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug und Fixierstift
gesperrt in 5° Extension

einfeilbares Gelenkunterteil

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°, 20°, 30°) durch Austauschen des Extensionsanschlags undEinfeilen des Gelenkunterteils

Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO LOCK MAX Systemkniegelenk einsetzbar.

G20.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G20.2

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Systemkniegelenke NEURO LOCK MAX

12 mm

Sperrfunktion

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
Maß

NEURO FLEX MAX

14 mm

Bezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

37

42,5

49

59

c

Gelenkhöhe

76

90

104

119

d

Rückverlagerung*

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

15

17,5

21

23,5

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

21

24

27

33

g

Hebellänge

200

200

200

200

Gelenkdicke

13

14

16

17,5

* wichtig für die permanente Entsperrfunktion

Gelenkgewichte** [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

63

95

143

238

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX** ohne Hebelverlängerung

Das NEURO LOCK MAX Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyHebelverlängerung
Verbindungsschlauch für Hebelverlängerung***

NEURO LOCK Carbon

20 mm

b

*** nur bei Systemgelenken für links lateral oder rechts medial

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Kabelzüge finden Sie ab Katalogseite G20.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

G20.3

Systemkniegelenke NEURO LOCK MAX

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK8301-L/TI

SK8302-L/TI

SK8303-L/TI

SK8305-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK8301-R/TI

SK8302-R/TI

SK8303-R/TI

SK8305-R/TI

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)
ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK8321-L/TI

SK8322-L/TI

SK8323-L/TI

SK8325-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK8321-R/TI

SK8322-R/TI

SK8323-R/TI

SK8325-R/TI

Sperrfunktion

Titan

Beinseite

NEURO FLEX MAX

Artikelnummer für Systembreite
Material

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G20.4

Ersatzteile NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Ersatzteile

3
8

4

NEURO LOCK MAX

5

12

9

13

1
2
6

7

10

NEURO FLEX MAX

15

Sperrfunktion

11

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (11)11a

NEURO LOCK Carbon

16

10

G20.5

14

Ersatzteile NEURO LOCK MAX
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SB6049-L0850

SB6049-L0950

SB6049-L1130

SB8559-L1290

Splintbolzen (Sperrklinke)

2

SB7049-L0850

SB8559-L0950

SB9669-L1130

SB1069-L1290

Splintbolzen (Gelenkachse)

3

SC2106-L04

SC2107-L04

SC9608-L11

SC9609-L04/1

Druckschraube

4

FE1414-01

FE1520-01

FE1527-01

FE2726-01

Druckfeder5

KU1005-ST

KU1006-ST

KU1007-ST

KU1008-ST

Kugel

6

SK0701-2L/TI

SK0702-2L/TI

SK0703-2L/TI

SK0705-2L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SK0701-2R/TI

SK0702-2R/TI

SK0703-2R/TI

SK0705-2R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

7

SK9801-E005

SK9802-E005

SK9803-E005

SK9805-E005

5° Extensionsanschlag

8

SK0492-ST

SK0492-ST

SK0495-ST

SK0495-ST

Hebelverlängerung

9

SK0771-*

SK0772-*

SK0773-*

SK0775-*

Sperrklinke*

10

GS1807-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2411-**Gleitscheibe**

11

SK0811-2L/TI

SK0812-2L/TI

SK0813-2L/TI

SK0815-2L/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts medial,
gerade, Titan

11

SK0811-2R/TI

SK0812-2R/TI

SK0813-2R/TI

SK0815-2R/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts lateral,
gerade, Titan

11

SK0831-2L/TI

SK0832-2L/TI

SK0833-2L/TI

SK0835-2L/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts medial, nachinnen gekröpft, Titan

11

SK0831-2R/TI

SK0832-2R/TI

SK0833-2R/TI

SK0835-2R/TI

5° Unterteil mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts lateral, nachinnen gekröpft, Titan

11aBP0807-L056

BP1009-L065

BP1110-L078

BP1211-L090

Gleitbuchse

12

FE1407-01

FE1411-02

FE1411-02

FE1411-02

Druckfeder

13

SK0771-20

SK0772-20

SK0773-20

SK0775-20

Fixierstift zum Einstellen der permanenten Entsperrfunktion

14

SK0861-2L/AL

SK0862-2L/AL

SK0863-2L/AL

SK0865-2L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

14

SK0861-2R/AL

SK0862-2R/AL

SK0863-2R/AL

SK0865-2R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

15

SC1404-L12

SC1404-L12

SC1404-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

16

SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

ohne Abb.

SK0492-VS

SK0492-VS

SK0493-VS

SK0493-VS

Verbindungsschlauch für Hebelverlängerungohne Abb.

SC0403-L08

SC0403-L08

SC0403-L10

SC0403-L10

Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Die Sperrklinke ist mit den letzten drei Ziffern derArtikelnummer für Systembreite
16 mm

20 mm

SK0771-L/025--

SK0775-L/025

SK0771-L/038

SK0772-L/038

SK0773-L/038

SK0775-L/038

SK0771-L/044--

SK0775-L/044

SK0771-L/050

SK0772-L/050

SK0773-L/050

SK0775-L/050-

SK0772-L/056

SK0773-L/056

SK0775-L/056

SK0771-L/063

SK0772-L/063

SK0773-L/063

SK0775-L/063-

SK0772-L/069

SK0773-L/069--

SK0772-L/075

SK0773-L/075

SK0775-L/075-

SK0772-L/088

SK0773-L/088

SK0775-L/088-

SK0772-L/100

SK0773-L/100-** GleitscheibenArt.-Nr. gekennzeichnet. Je größer diese Zahl, desto
länger die Sperrklinke. Bitte bei Nachbestellungenbeachten: Sollte sich Spiel durch Nutzung ergeben,
nehmen Sie die nächstlängere Sperrklinke.

Falls Sie statt der hier aufgeführten Sperrklinken für links lateral oder rechts medial
eine Sperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in derArtikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0775-R/025.

Rastensperrfunktion

14 mm

NEURO FLEX MAX

12 mm

NEURO LOCK MAX* Sperrklinken

Bezeichnung

NEURO LOCK

Position

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 18 mm

Ø = 20 mm

Ø = 22 mm

Ø = 24 mm

GS1807-040

GS2009-040

GS2210-040

GS2411-040

GS1807-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2411-045

GS1807-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2411-050

GS1807-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2411-055

GS1807-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2411-060

GS1807-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheibenin fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

G20.6

NEURO LOCK Carbon

12 mm

Zubehörteile NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Extensionsanschläge

NEURO FLEX MAX

1

2

3

4

5

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (7)Sperrfunktion

Kabelzugadapter (6)

7a
6a

6b

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

6c

Kabelzug, trennbar (8)Kabelzug, unilateral (9)8aNEURO LOCK Carbon

8g
8b

G20.7

8c

8d

8e

8f

9a 9b

9c

Zubehörteile NEURO LOCK MAX
Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SK9801-E010

SK9802-E010

SK9803-E010

SK9805-E010

10° Extensionsanschlag

Bezeichnung

2

SK9801-E015

SK9802-E015

SK9803-E015

SK9805-E015

15° Extensionsanschlag

3

SK9801-E020

SK9802-E020

SK9803-E020

SK9805-E020

20° Extensionsanschlag

4SK9801-E025

SK9802-E025

SK9803-E025

SK9805-E025

25° Extensionsanschlag

5SK9801-E030

SK9802-E030

SK9803-E030

SK9805-E030

30° Extensionsanschlag

6

ZS3701ZS3702ZS3703

ZS3705Kabelzugadapter

6aSC4303-L04

SC4303-L04

SC4303-L04

SC4304-L08

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

6b

ZS0324-06

ZS0324-07

ZS0324-08

ZS0326-10

Kabelzughalter

6c

ZS0233

ZS0233

ZS0233

ZS0235

Gewindemuffe

ohne Abb.

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L500*

ZS1000-L500*

ZS1000-L500*

ZS1000-L500*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm*

7SK0811-L/TI

SK0812-L/TI

SK0813-L/TI

SK0815-L/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts medial,
gerade, Titan

7

SK0811-R/TI

SK0812-R/TI

SK0813-R/TI

SK0815-R/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts lateral,
gerade, Titan

7

SK0831-L/TI

SK0832-L/TI

SK0833-L/TI

SK0835-L/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts medial, nachinnen gekröpft, Titan

7

SK0831-R/TI

SK0832-R/TI

SK0833-R/TI

SK0835-R/TI

0° Unterteil mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts lateral, nachinnen gekröpft, Titan

7aBP0807-L056

BP1009-L065

BP1110-L078

BP1211-L090

Gleitbuchse

8

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm*

8

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm*

8a

ZS0102

ZS0102

ZS0102

ZS0102

Bowdenzughülle, 1000 mm lang

8b

ZS0002

ZS0002

ZS0002

ZS0002Nylonzug, 1000 mm lang

8c

ZS0235

ZS0235

ZS0235

ZS0235

Gewindemuffe

8d

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

Kupplungsstückgehäuse, Aluminium

8e

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

Druckfeder

8f

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

Anschlussschraube für Kupplungsstück

8g

SC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

Gewindestift mit Innensechskant

8c-8g

VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

Kupplungsstück, Aluminium

9

ZS1400-L600*

ZS1400-L600*

ZS1400-L600*

ZS1400-L600*

Kabelzug mit Presshülse für unilaterale Sperre,
Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm lang*

ZS0403-AL

ZS0403-AL

Presshülse für 3 mm Nylonzug, Aluminium

ZS0001-L600

ZS0001-L600

ZS0001-L600

Nylonzug mit Gewinde

9c

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

Bowdenzughülle, 500 mm lang

Sperrfunktion

ZS0403-AL

ZS0001-L600

NEURO FLEX MAX

ZS0403-AL

NEURO LOCK MAX

9a9b

NEURO LOCK

Position* Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.
Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G20.8

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

1

2

2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SK0971-L

SK0972-L

SK0973-L

SK0975-L

1
2

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial

SK0971-R

SK0972-R

SK0973-R

SK0975-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral

Stück

PE1121-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

PE1125-LR

Gelenkaufnahme

Stück

2/A

10/B

9/C

8/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

G20.9

ME
Stück

NEURO LOCK

Orthesenschuh.
Anders.
PARKSTREETloser
Mit absatz
us Gummi
Laufsohle a

NEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

URBANSTREETDer PARKSTREET und URBANSTREET Orthesenschuh ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, die wir beim
Bau von maßgefertigten Orthesen gesammelt haben. Dabei standen vor allem die Anforderungen und Ansprüche vonOrthesenträgern an einen Orthesenschuh im Vordergrund. Ein unisex Schuh, der sich nicht nur durch außergewöhnliche
Konstruktionsmerkmale von herkömmlichen Orthesenschuhen unterscheidet, sondern gleichermaßen durch seinenmodernen Style. Casual durch den Alltag – das Original mit dem Bumerang.

0 mm
14 mm

Verwendungh-CastOrthesen-Konfigurator

Größe
Material

32–48
robuster Stoff aus dicht gewebter Baumwolle –unempfindlich, leicht zu reinigen, garantiert sorgenfreie
Verwendung im Alltag* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

Alle Orthesenschuhe werden für jede Schuhgröße paarweise verkauft.

Den PARKSTREET Orthesenschuh finden Sie ab Katalogseite L20.1.
Den URBANSTREET Orthesenschuh finden Sie ab Katalogseite L30.1.

G20.10NEURO LOCK Carbon

Schuhmaße
Sprengung*Absatzhöhe**Rastensperrfunktion

Style und Funktion für den Alltag.

NEURO FLEX MAX

loser
Mit absatz
us Gummi
Laufsohle aNEURO LOCK

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

SPERRFUNKTIONNEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Hauptfunktion

Sperrfunktion
monozentrisch, gesperrt mit Rückverlagerung-

Funktion für gesperrte
Systemgelenke

Art des
Extensionsanschlags

Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug
permanente Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug und Fixierstift
gesperrt in 5°/10°/15°/20°/25°/30° Extension
austauschbare Flexionsanschlagsscheibe/austauschbare, einfeilbare
Flexionsanschlagsscheibe (Alternativfunktion)

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Anpassungsmöglichkeiten

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°) durch Austauschen des Extensionsanschlags
und der Flexionsanschlagsscheibe bzw. Einfeilen der Flexionsanschlagsscheibe (Alternativfunktion)

Alternativfunktion

Begrenzung des maximalen Knieflexionswinkels (50°–90°) in 10°-Schritten durch Einsetzen derFlexionsanschlagsscheibe AF und Deckplatte AF und ggf. Einfeilen der Flexionsanschlagsscheibe AF am
zweiten Anschlag (andere Flexionswinkel durch Austauschen des Extensionsanschlags und Einfeilen derFlexionsanschlagsscheibe AF am ersten Anschlag möglich)

Das Systemkniegelenk NEURO FLEX MAX Sperrfunktion ist umrüstbar auf das Systemkniegelenk NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion durch
Austauschen der Sperrklinke und Flexionsanschlagsscheibe gegen die Rastensperrklinke und Rastenanschlagsscheibe.
Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das Systemkniegelenk NEURO FLEX MAX Sperrfunktion einsetzbar.

G30.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G30.2

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Systemkniegelenke NEURO FLEX MAX Sperrfunktion

12 mm

Sperrfunktion

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
Maß

NEURO FLEX MAX

14 mm

Bezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

37

42,5

49

59

c

Gelenkhöhe

76

90

104

119

d

Rückverlagerung*

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt – unterer Systemkasten

15

17,5

21

23,5

f

Abstand Drehpunkt – oberer Systemkasten
Hebellänge

21

24

27

33

200

200

200

200

Gelenkdicke

13

14

16

17,5

g

* wichtig für die permanente Entsperrfunktion

Gelenkgewichte** [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

59

88

136

221

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX** ohne Hebelverlängerung

Das NEURO FLEX MAX Systemkniegelenk mit Sperrfunktion wird mit folgenden Artikeln
ausgeliefert:
Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyHebelverlängerung
Verbindungsschlauch für Hebelverlängerung***

NEURO LOCK Carbon

20 mm

b

*** nur bei Systemgelenken für links lateral oder rechts medial

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Kabelzüge und Kabelzugadapter finden Sie ab Katalogseite G30.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

G30.3

Systemkniegelenke NEURO FLEX MAX Sperrfunktion

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2

gerade (Abb. 1), Lagerware
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Gradzahl
5°

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7301-L/TI

SK7302-L/TI

SK7303-L/TI

SK7305-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7301-R/TI

SK7302-R/TI

SK7303-R/TI

SK7305-R/TI

gerade (Abb. 1), Sonderproduktion, die nach Bestellung montiert wird:

Titan

15°

Titan

20°

Titan

25°

Titan

30°

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7301-L/TI/10

SK7302-L/TI/10

SK7303-L/TI/10

SK7305-L/TI/10

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7301-R/TI/10

SK7302-R/TI/10

SK7303-R/TI/10

SK7305-R/TI/10

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7301-L/TI/15

SK7302-L/TI/15

SK7303-L/TI/15

SK7305-L/TI/15

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7301-R/TI/15

SK7302-R/TI/15

SK7303-R/TI/15

SK7305-R/TI/15

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7301-L/TI/20

SK7302-L/TI/20

SK7303-L/TI/20

SK7305-L/TI/20

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7301-R/TI/20

SK7302-R/TI/20

SK7303-R/TI/20

SK7305-R/TI/20

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7301-L/TI/25

SK7302-L/TI/25

SK7303-L/TI/25

SK7305-L/TI/25

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7301-R/TI/25

SK7302-R/TI/25

SK7303-R/TI/25

SK7305-R/TI/25

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7301-L/TI/30

SK7302-L/TI/30

SK7303-L/TI/30

SK7305-L/TI/30

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7301-R/TI/30

SK7302-R/TI/30

SK7303-R/TI/30

SK7305-R/TI/30

Sperrfunktion

10°

NEURO FLEX MAX

Titan

unten nach innen gekröpft (Abb. 2), Lagerware
Artikelnummer für Systembreite
Material

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7321-L/TI

SK7322-L/TI

SK7323-L/TI

SK7325-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7321-R/TI

SK7322-R/TI

SK7323-R/TI

SK7325-R/TI

unten nach innen gekröpft (Abb. 2), Sonderproduktion, die nach Bestellung montiert wird:
Titan
Titan
Titan
Titan
Titan

10°
15°
20°
25°
30°

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7321-L/TI/10

SK7322-L/TI/10

SK7323-L/TI/10

SK7325-L/TI/10

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7321-R/TI/10

SK7322-R/TI/10

SK7323-R/TI/10

SK7325-R/TI/10

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7321-L/TI/15

SK7322-L/TI/15

SK7323-L/TI/15

SK7325-L/TI/15

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7321-R/TI/15

SK7322-R/TI/15

SK7323-R/TI/15

SK7325-R/TI/15

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7321-L/TI/20

SK7322-L/TI/20

SK7323-L/TI/20

SK7325-L/TI/20

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7321-R/TI/20

SK7322-R/TI/20

SK7323-R/TI/20

SK7325-R/TI/20

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7321-L/TI/25

SK7322-L/TI/25

SK7323-L/TI/25

SK7325-L/TI/25

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7321-R/TI/25

SK7322-R/TI/25

SK7323-R/TI/25

SK7325-R/TI/25

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7321-L/TI/30

SK7322-L/TI/30

SK7323-L/TI/30

SK7325-L/TI/30

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7321-R/TI/30

SK7322-R/TI/30

SK7323-R/TI/30

SK7325-R/TI/30

NEURO LOCK Carbon

G30.4

Rastensperrfunktion

5°

Beinseite

NEURO FLEX MAX

Titan

Gradzahl

Ersatzteile NEURO FLEX MAX Sperrfunktion

NEURO LOCK

Ersatzteile

3
4

20

21

22

14

NEURO LOCK MAX

5

13

17

18
19

1
2

NEURO FLEX MAX

6

7

15
26

Sperrfunktion

15
8

9

10

11

12

16

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, vormontiert (19)

19a

G30.5

27
25

23

24

Ersatzteile NEURO FLEX MAX Sperrfunktion
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SB6049-L0850 SB6049-L0950 SB6049-L1130

SB8559-L1290 Splintbolzen (Sperrklinke)

2

SB7049-L0850 SB8559-L0950 SB9669-L1130

SB1069-L1290 Splintbolzen (Gelenkachse)

3

SC2106-L04

SC2107-L04

SC9608-L11

SC9609-L04/1

Druckschraube

4

FE1414-01

FE1520-01

FE1527-01

FE2726-01

Druckfeder5

KU1005-ST

KU1006-ST

KU1007-ST

KU1008-ST

Kugel

6

SK0701-2L/TI

SK0702-2L/TI

SK0703-2L/TI

SK0705-2L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SK0701-2R/TI

SK0702-2R/TI

SK0703-2R/TI

SK0705-2R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

7

SK9801-E005

SK9802-E005

SK9803-E005

SK9805-E005

5° Extensionsanschlag

8

SK9801-E010

SK9802-E010

SK9803-E010

SK9805-E010

10° Extensionsanschlag

9SK9801-E015

SK9802-E015

SK9803-E015

SK9805-E015

15° Extensionsanschlag

10

SK9801-E020

SK9802-E020

SK9803-E020

SK9805-E020

20° Extensionsanschlag

11

SK9801-E025

SK9802-E025

SK9803-E025

SK9805-E025

25° Extensionsanschlag

12

SK9801-E030

SK9802-E030

SK9803-E030

SK9805-E030

30° Extensionsanschlag

13

SK0771-*

SK0772-*

SK0773-*

SK0775-*

Sperrklinke*

14

SK0492-ST

SK0492-ST

SK0495-ST

SK0495-ST

Hebelverlängerung

15

GS1807-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2411-**Gleitscheibe**

16

SK0711-L/TI

SK0712-L/TI

SK0713-L/TI

SK0715-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

16

SK0711-R/TI

SK0712-R/TI

SK0713-R/TI

SK0715-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

16

SK0731-L/TI

SK0732-L/TI

SK0733-L/TI

SK0735-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

16

SK0731-R/TI

SK0732-R/TI

SK0733-R/TI

SK0735-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

17

FE1407-01

FE1411-02

FE1411-02

FE1411-02

Druckfeder18

SK0771-20

SK0772-20

SK0773-20

SK0775-20

Fixierstift zum Einstellen der permanenten Entsperrfunktion

19

SK0781-2L/TI

SK0782-2L/TI

SK0783-2L/TI

SK0785-2L/TI

5° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

19

SK0781-2R/TI

SK0782-2R/TI

SK0783-2R/TI

SK0785-2R/TI

5° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

19aBP0807-L056

BP1009-L065

BP1110-L078

BP1211-L090

Gleitbuchse

20

SK0781-3L/TI

SK0782-3L/TI

SK0783-3L/TI

SK0785-3L/TI

10° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

20

SK0781-3R/TI

SK0782-3R/TI

SK0783-3R/TI

SK0785-3R/TI

10° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

21

SK0781-4L/TI

SK0782-4L/TI

SK0783-4L/TI

SK0785-4L/TI

15° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

21

SK0781-4R/TI

SK0782-4R/TI

SK0783-4R/TI

SK0785-4R/TI

15° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

22

SK0781-5L/TI

SK0782-5L/TI

SK0783-5L/TI

SK0785-5L/TI

20° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

22

SK0781-5R/TI

SK0782-5R/TI

SK0783-5R/TI

SK0785-5R/TI

20° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

23

SK0781-6L/TI

SK0782-6L/TI

SK0783-6L/TI

SK0785-6L/TI

25° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

23

SK0781-6R/TI

SK0782-6R/TI

SK0783-6R/TI

SK0785-6R/TI

25° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

24

SK0781-7L/TI

SK0782-7L/TI

SK0783-7L/TI

SK0785-7L/TI

30° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan

24

SK0781-7R/TI

SK0782-7R/TI

SK0783-7R/TI

SK0785-7R/TI

30° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan

25

SK0761-2L/AL

SK0762-2L/AL

SK0763-2L/AL

SK0765-2L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

25

SK0761-2R/AL

SK0762-2R/AL

SK0763-2R/AL

SK0765-2R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

26

SC1404-L12

SC1404-L12

SC1404-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

27

SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

ohne Abb. SK0492-VS

SK0492-VS

SK0493-VS

SK0493-VS

Verbindungsschlauch für Hebelverlängerungohne Abb. SC0403-L08

SC0403-L08

SC0403-L10

SC0403-L10

Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge

NEURO LOCK

1

NEURO LOCK MAX
Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

SK0771-L/025--

SK0775-L/025

SK0771-L/038

SK0772-L/038

SK0773-L/038

SK0775-L/038

SK0771-L/044--

SK0775-L/044

SK0771-L/050

SK0772-L/050

SK0773-L/050

SK0775-L/050

SK0772-L/056

SK0773-L/056

SK0775-L/056

SK0772-L/063

SK0773-L/063

SK0775-L/063-

SK0772-L/069

SK0773-L/069--

SK0772-L/075

SK0773-L/075

SK0775-L/075-

SK0772-L/088

SK0773-L/088

SK0775-L/088-

SK0772-L/100

SK0773-L/100-

Die Sperrklinken sind mit den letzten drei Ziffern derArt.-Nr. gekennzeichnet. Je größer diese Zahl, desto länger
die Sperrklinke. Bitte bei Nachbestellungen beachten:
Sollte sich Spiel durch Nutzung ergeben, nehmen Sie dienächstlängere Sperrklinke.

Falls Sie statt der hier aufgeführten Sperrklinken für links lateral oder rechts medial
eine Sperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in
der Artikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0775-R/025.

G30.6

NEURO LOCK Carbon

SK0771-L/063

Sperrfunktion* Sperrklinken
12 mm

NEURO FLEX MAX

Sie benötigen immer einen Extensionsanschlag und eine passende Flexionsanschlagsscheibe, um den Flexionswinkel zu verändern.

Ersatz- und Zubehörteile NEURO FLEX MAX Sperrfunktion** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe, z. B.

NEURO LOCKArtikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 18 mm
GS1807-040

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 22 mm
GS2210-040

Ø = 24 mm
GS2411-040

GS1807-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2411-045
GS2411-050

GS1807-050

GS2009-050

GS2210-050

GS1807-055

GS2009-055

GS2210-055

GS2411-055

GS1807-060

GS2009-060

GS2210-060

GS2411-060

GS1407-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheibenin fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungenangezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von 0,40 mm,
während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm besitzt.

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.
0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,60 mm0,55 mmNEURO LOCK MAX

Flexionsanschlagsscheibe und Deckplatte für Alternativfunktion

2

NEURO FLEX MAX

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

1

Rastensperrfunktion

0° Flexionsanschlagsscheibe
mit Gleitbuchse, vormontiert (3)Kabelzugadapter (4)3a4aNEURO LOCK Carbon

4b
4c

G30.7

Zubehörteile NEURO FLEX MAX Sperrfunktion
Kabelzug, trennbar (5)Kabelzug, unilateral (6)NEURO LOCK

5a
6b
5g
6a
5b

5c

5d

5e

6c

5f

NEURO LOCK MAX

Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

1

SK0741-2L50F

SK0742-2L50F

SK0743-2L50F

SK0745-2L50F

5° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 5°–30°,
links lateral oder rechts medial, Titan

1

SK0741-2R50F

SK0742-2R50F

SK0743-2R50F

SK0745-2R50F

5° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 5°–30°,
links medial oder rechts lateral, Titan

1

SK0741-L50F

SK0742-L50F

SK0743-L50F

SK0745-L50F

0° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 0°–30°,
links lateral oder rechts medial, Titan

1

SK0741-R50F

SK0742-R50F

SK0743-R50F

SK0745-R50F

0° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 0°–30°,
links medial oder rechts lateral, Titan

SK0762-4L/AL

SK0763-4L/AL

SK0765-4L/AL

Deckplatte AF, links lateral oder rechts medial, Aluminium

SK0762-4R/AL

SK0763-4R/AL

SK0765-4R/AL

Deckplatte AF, links medial oder rechts lateral, Aluminium

3

SK0781-L/TI*

SK0782-L/TI*

SK0783-L/TI*

SK0785-L/TI*

0° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse,
links lateral oder rechts medial, Titan*

3

SK0781-R/TI*

SK0782-R/TI*

SK0783-R/TI*

SK0785-R/TI*

0° Flexionsanschlagsscheibe mit Gleitbuchse,
links medial oder rechts lateral, Titan*

3aBP0807-L056

BP1009-L065

BP1110-L078

BP1211-L090

Gleitbuchse

4

ZS3701ZS3702ZS3703

ZS3705Kabelzugadapter

4aSC4303-L04

SC4303-L04

SC4303-L04

SC4304-L08

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

4b

ZS0324-06

ZS0324-07

ZS0324-08

ZS0326-10

Kabelzughalter

4cohne Abb.

ZS0233

ZS0233

ZS0233

ZS0235

Gewindemuffe

ZS1000-L400**

ZS1000-L400**

ZS1000-L400**

ZS1000-L400**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm**ohne Abb.

ZS1000-L500**

ZS1000-L500**

ZS1000-L500**

ZS1000-L500**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm**ohne Abb.

ZS1000-L600**

ZS1000-L600**

ZS1000-L600**

ZS1000-L600**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm**ohne Abb.

ZS1000-L700**

ZS1000-L700**

ZS1000-L700**

ZS1000-L700**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm**

5

ZS1100-L400**

ZS1100-L400**

ZS1100-L400**

ZS1100-L400**

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm**

ZS1100-L500**

ZS1100-L500**

ZS1100-L500**

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm**

ZS0102

ZS0102

ZS0102

Bowdenzughülle, 1000 mm lang

5b

ZS0002

ZS0002

ZS0002

ZS0002Nylonzug, 1000 mm lang

5c

ZS0235

ZS0235

ZS0235

ZS0235

Gewindemuffe

5d

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

Kupplungsstückgehäuse, Aluminium

5e

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

Druckfeder

5f

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

Anschlussschraube für Kupplungsstück

5gSC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

Gewindestift mit Innensechskant

5c-5g

VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

Kupplungsstück, Aluminium

ZS1400-L600**

ZS1400-L600**

ZS1400-L600**

ZS1400-L600**

Kabelzug mit Presshülse für unilaterale Sperre,
Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm lang**

6

ZS0403-AL

ZS0403-AL

ZS0403-AL

ZS0403-AL

Presshülse für 3 mm Nylonzug, Aluminium

ZS0001-L600

ZS0001-L600

ZS0001-L600

ZS0001-L600

Nylonzug mit Gewinde

6c

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

Bowdenzughülle, 500 mm lang

* Für diese 0° Flexionsanschlagsscheibe benötigen Sie keinen Extensionsanschlag.
** Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.

G30.8

NEURO LOCK Carbon

6a6bRastensperrfunktion

ZS1100-L500**
ZS0102NEURO FLEX MAX

55a

Sperrfunktion

SK0761-4L/AL
SK0761-4R/AL

NEURO FLEX MAX

2
2

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO FLEX MAX Sperrfunktion

NEURO LOCK

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

1

2

2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position
1
1
2

12 mm
SK0971-L

14 mm
SK0972-L

16 mm
SK0973-L

20 mm
SK0975-L

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial

SK0971-R

SK0972-R

SK0973-R

SK0975-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral

Stück

PE1121-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

PE1125-LR

Gelenkaufnahme

Stück

2/A

10/B

9/C

8/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

G30.9

ME
Stück

NEURO LOCKNEURO TRONIC –Elektromechanische Standphasensicherung

NEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

spritzwassergeschützt
nach IP44

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

G30.10NEURO LOCK Carbon

Das NEURO TRONIC Systemkniegelenk finden Sie ab Katalogseite F20.1.

NEURO LOCK

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

RASTENSPERRFUNKTION

Hauptfunktion

Rastensperrfunktion
monozentrisch, gesperrt mit Rückverlagerung

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX-

Funktion für gesperrte
Systemgelenke

Art des
Extensionsanschlags

Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug
permanente Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug und Fixierstift
gesperrt in 5° Extension (stufenweise Sperrung des Gelenks in 10°-Schritten bis
maximal 55°)

austauschbare Rastenanschlagsscheibe

statischer Extensionsanschlag, austauschbar

Anpassungsmöglichkeiten

Flexionswinkel variabel einstellbar (0°, 10°, 20°, 30°) durch Austauschen des Extensionsanschlags und derRastenanschlagsscheibe (0°–60°) für eine stufenweise Sperrung des Gelenks in 10°-Schritten bis maximal 60°

Alternativfunktion

Begrenzung des maximalen Knieflexionswinkels (50°–90°) in 10°-Schritten durch Einsetzen der Sperrklinke,
Flexionsanschlagsscheibe AF und Deckplatte AF und ggf. Einfeilen der Flexionsanschlagsscheibe AF am
zweiten Anschlag (andere Flexionswinkel durch Austauschen des Extensionsanschlags und Einfeilen derFlexionsanschlagsscheibe AF am ersten Anschlag möglich)

Das Systemkniegelenk NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion ist umrüstbar auf das Systemkniegelenk NEURO FLEX MAX Sperrfunktion durch
Austauschen der Rastensperrklinke und Rastenanschlagsscheibe gegen die Sperrklinke und Flexionsanschlagsscheibe.
Das NEURO VARIO Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das Systemkniegelenk NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion einsetzbar.

G40.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G40.2

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Systemkniegelenke NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion

12 mm

Sperrfunktion

16 mm

20 mm

Gelenkmaße [mm]Systembreite a
Maß

NEURO FLEX MAX

14 mm

Bezeichnung

12 mm

14 mm

16 mm

Gelenkkopfbreite

37

42,5

49

59

c

Gelenkhöhe

76

90

104

119

d

Rückverlagerung*

12

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

15

17,5

21

23,5

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

21

24

27

33

g

Hebellänge

200

200

200

200

Gelenkdicke

13

14

16

17,5

* wichtig für die permanente Entsperrfunktion

Gelenkgewichte** [g]Systembreite
Material
Titan

ME
Stück

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

60

89

138

224

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX** ohne Hebelverlängerung

Das NEURO FLEX MAX Systemkniegelenk mit Rastensperrfunktion wird mit folgenden Artikeln
ausgeliefert:
Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge
Orthesengelenkfett, 3 g
Montage-/GießdummyHebelverlängerung
Verbindungsschlauch für Hebelverlängerung***

NEURO LOCK Carbon

20 mm

b

*** nur bei Systemgelenken für links lateral oder rechts medial

Systemschienen/-anker bestellen Sie bitte separat.
Kabelzüge und Kabelzugadapter finden Sie ab Katalogseite G40.7.
Systemschienen/-anker finden Sie ab Katalogseite J1.

G40.3

Systemkniegelenke NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX

geradeAbb. 1

unten nach innen gekröpft
Abb. 2

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material
Titan

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7401-L/TI

SK7402-L/TI

SK7403-L/TI

SK7405-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7401-R/TI

SK7402-R/TI

SK7403-R/TI

SK7405-R/TI

Beinseite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

links lateral oder rechts medial

Stück

SK7421-L/TI

SK7422-L/TI

SK7423-L/TI

SK7425-L/TI

links medial oder rechts lateral

Stück

SK7421-R/TI

SK7422-R/TI

SK7423-R/TI

SK7425-R/TI

unten nach innen gekröpft (Abb. 2)

Sperrfunktion

Titan

NEURO FLEX MAX

Artikelnummer für Systembreite
Material

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G40.4

Ersatzteile NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion

NEURO LOCK

Ersatzteile

3
4

9

8

NEURO LOCK MAX

5

12

14
13

1
2
6
10

NEURO FLEX MAX

7

Sperrfunktion
Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

16

10
11

Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, vormontiert (14)

14a

G40.5

17
15

Ersatzteile NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

1

SB6049-L0850

SB6049-L0950

SB6049-L1130

SB8559-L1290 Splintbolzen (Rastensperrklinke)

20 mm

Bezeichnung

2

SB7049-L0850

SB8559-L0950

SB9669-L1130

SB1069-L1290

Splintbolzen (Gelenkachse)

3

SC2106-L04

SC2107-L04

SC9608-L11

SC9609-L04/1

Druckschraube

4

FE1414-01

FE1520-01

FE1527-01

FE2726-01

Druckfeder5

KU1005-ST

KU1006-ST

KU1007-ST

KU1008-ST

Kugel

6

SK0701-2L/TI

SK0702-2L/TI

SK0703-2L/TI

SK0705-2L/TI

Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

6

SK0701-2R/TI

SK0702-2R/TI

SK0703-2R/TI

SK0705-2R/TI

Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

7

SK9801-E005

SK9802-E005

SK9803-E005

SK9805-E005

5° Extensionsanschlag

8

SK0761-*

SK0762-*

SK0763-*

SK0765-*

Rastensperrklinke*

9

SK0492-ST

SK0492-ST

SK0495-ST

SK0495-ST

Hebelverlängerung

10

GS1807-**

GS2009-**

GS2210-**

GS2411-**Gleitscheibe**

11

SK0711-L/TI

SK0712-L/TI

SK0713-L/TI

SK0715-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Titan

11

SK0711-R/TI

SK0712-R/TI

SK0713-R/TI

SK0715-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Titan

11

SK0731-L/TI

SK0732-L/TI

SK0733-L/TI

SK0735-L/TI

Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Titan

11

SK0731-R/TI

SK0732-R/TI

SK0733-R/TI

SK0735-R/TI

Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Titan

12

FE1407-01

FE1411-02

FE1411-02

FE1411-02

Druckfeder

13

SK0771-20

SK0772-20

SK0773-20

SK0775-20

Fixierstift zum Einstellen der permanenten Entsperrfunktion

14

SK0791-2L/TI

SK0792-2L/TI

SK0793-2L/TI

SK0795-2L/TI

5° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°–55°, in 10°-Schritten,
links lateral oder rechts medial, Titan

14

SK0791-2R/TI

SK0792-2R/TI

SK0793-2R/TI

SK0795-2R/TI

5° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°–55°, in 10°-Schritten,
links medial oder rechts lateral, Titan

14aBP0807-L056

BP1009-L065

BP1110-L078

BP1211-L090

Gleitbuchse

15

SK0761-2L/AL

SK0762-2L/AL

SK0763-2L/AL

SK0765-2L/AL

Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium

15

SK0761-2R/AL

SK0762-2R/AL

SK0763-2R/AL

SK0765-2R/AL

Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium

16

SC1404-L12

SC1404-L12

SC1404-L14

SC1405-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

17

SC1404-L12

SC1405-L12

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

ohne Abb. SK0492-VS

SK0492-VS

SK0493-VS

SK0493-VS

Verbindungsschlauch für Hebelverlängerungohne Abb. SC0403-L08

SC0403-L08

SC0403-L10

SC0403-L10

Linsenschraube zum Austauschen der Extensionsanschläge

NEURO LOCK MAX

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

SK0761-L/025

SK0762-L/025

SK0763-L/025

SK0765-L/025

SK0761-L/038-

SK0763-L/038-

SK0761-L/050

SK0762-L/050

SK0763-L/050

SK0765-L/050

SK0763-L/063

SK0765-L/063

SK0763-L/075

SK0765-L/075-

SK0762-L/088

SK0763-L/088

SK0765-L/088-

SK0762-L/100

SK0763-L/100-

Sollte sich Spiel durch Nutzung ergeben, nehmen Sie dienächstlängere Rastensperrklinke.
Falls Sie statt der hier aufgeführten Rastensperrklinken fürlinks lateral oder rechts medial eine Rastensperrklinke fürrechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das
L in der Artikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0775-R/025.

	Rastensperrklinke und Rastenanschlagsscheibe unterliegen ggf.
einem höheren Verschleiß.

** Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 18 mm

Ø = 20 mm

Ø = 22 mm

Ø = 24 mm

GS1807-040

GS2009-040

GS2210-040

GS2411-040

GS1807-045

GS2009-045

GS2210-045

GS2411-045

GS1807-050

GS2009-050

GS2210-050

GS2411-050

GS2009-055

GS2210-055

GS2411-055

GS2009-060

GS2210-060

GS2411-060

z. B. GS1807-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die
Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch
die Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweiseeine Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt.

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mm0,60 mm

Systemschienen und Systemanker finden Sie ab Katalogseite J1.

G40.6

NEURO LOCK Carbon

GS1807-055
GS1807-060

Rastensperrfunktion

SK0762-L/063
SK0762-L/075

die Rastensperrklinke. Bitte bei Nachbestellungen beachten:

NEURO FLEX MAX

SK0761-L/063
SK0761-L/075

Art.-Nr. gekennzeichnet. Je größer diese Zahl, desto länger

Sperrfunktion

Die Rastensperrklinken sind mit den letzten drei Ziffern derArtikelnummer für Systembreite

NEURO FLEX MAX* Rastensperrklinken

NEURO LOCK

PositionZubehörteile NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion
Extensionsanschläge

NEURO LOCK

Sperrklinke, Flexionsanschlagsscheibe undDeckplatte für Alternativfunktion

6

NEURO LOCK MAX

7

8

1 2
3 4
5

Kabelzugadapter (10)Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

0° Rastenanschlagsscheibe
mit Gleitbuchse, vormontiert (9)

10a
9a

10b

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

10c

Kabelzug, trennbar (11)Kabelzug, unilateral (12)

11a
12b
11g

NEURO LOCK Carbon

12a
11b

11c

G40.7

11d 11e11f

12c

Zubehörteile NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion
Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

1

SK9801-E010

SK9802-E010

SK9803-E010

SK9805-E010

10° Extensionsanschlag

2

SK9801-E015

SK9802-E015

SK9803-E015

SK9805-E015

15° Extensionsanschlag

3

SK9801-E020

SK9802-E020

SK9803-E020

SK9805-E020

20° Extensionsanschlag

4SK9801-E025

SK9802-E025

SK9803-E025

SK9805-E025

25° Extensionsanschlag

5SK9801-E030

SK9802-E030

SK9803-E030

SK9805-E030

30° Extensionsanschlag

6

SK0771-*

SK0772-*

SK0773-*

SK0775-*

7SK0741-2L50F

SK0742-2L50F

SK0743-2L50F

SK0745-2L50F

7SK0741-2R50F

SK0742-2R50F

SK0743-2R50F

SK0745-2R50F

7SK0741-L50F

SK0742-L50F

SK0743-L50F

SK0745-L50F

7SK0741-R50F

SK0742-R50F

SK0743-R50F

SK0745-R50F

8

SK0761-4L/AL

SK0762-4L/AL

SK0763-4L/AL

SK0765-4L/AL

Sperrklinke*
5° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 5°–30°, links lateral oder rechts
medial, Titan
5° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 5°–30°, links medial oder rechts
lateral, Titan
0° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 0°–30°, links lateral oder rechts
medial, Titan
0° Flexionsanschlagsscheibe AF mit Gleitbuchse, 0°–30°, links medial oder rechts
lateral, Titan
Deckplatte AF, links lateral oder rechts medial, Aluminium

8

SK0761-4R/AL

SK0762-4R/AL

SK0763-4R/AL

SK0765-4R/AL

9SK0791-L/TI

SK0792-L/TI

SK0793-L/TI

SK0795-L/TI

9

SK0791-R/TI

SK0792-R/TI

SK0793-R/TI

SK0795-R/TI

9aBP0807-L056

BP1009-L065

BP1110-L078

BP1211-L090

Deckplatte AF, links medial oder rechts lateral, Aluminium
0° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 0°–60°, in 10°-Schritten, links lateraloder rechts medial, Titan
0° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 0°–60°, in 10°-Schritten, links medial
oder rechts lateral, Titan
Gleitbuchse

10

ZS3701ZS3702ZS3703

ZS3705Kabelzugadapter

10aSC4303-L04

SC4303-L04

SC4303-L04

SC4304-L08

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

10b

ZS0324-06

ZS0324-07

ZS0324-08

ZS0326-10

Kabelzughalter

10c

ZS0233

ZS0233

ZS0233

ZS0235

Gewindemuffe

ohne Abb. ZS1000-L400**

ZS1000-L400**

ZS1000-L400**

ZS1000-L400**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm**ohne Abb. ZS1000-L500**

ZS1000-L500**

ZS1000-L500**

ZS1000-L500**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm**ohne Abb. ZS1000-L600**

ZS1000-L600**

ZS1000-L600**

ZS1000-L600**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm**ohne Abb. ZS1000-L700**

ZS1000-L700**

ZS1000-L700**

ZS1000-L700**

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm**

ZS1100-L400**

ZS1100-L400**

ZS1100-L400**

ZS1100-L400**

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm**

ZS1100-L500**

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm**

ZS0102

ZS0102

Bowdenzughülle, 1000 mm lang

11b

ZS0002

ZS0002

ZS0002

ZS0002Nylonzug, 1000 mm lang

11c

ZS0235

ZS0235

ZS0235

ZS0235

Gewindemuffe

11d

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

Kupplungsstückgehäuse, Aluminium

11e

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

Druckfeder

11f

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

Anschlussschraube für Kupplungsstück

11g

SC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

Gewindestift mit Innensechskant

11c-11g VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

ZS1400-L600**

ZS1400-L600**

ZS1400-L600**

Kupplungsstück, Aluminium
Kabelzug mit Presshülse für unilaterale Sperre,
Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm lang**
Presshülse für 3 mm Nylonzug, Aluminium

12

ZS1400-L600**

12a

ZS0403-AL

ZS0403-AL

ZS0403-AL

ZS0403-AL

12b

ZS0001-L600

ZS0001-L600

ZS0001-L600

ZS0001-L600

Nylonzug mit Gewinde

12c

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

Bowdenzughülle, 500 mm lang

* Sperrklinken

Die Sperrklinken sind mit den letzten drei Ziffern der Art.-

Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

20 mm

SK0771-L/025--

SK0775-L/025

SK0771-L/038

SK0772-L/038

SK0773-L/038

SK0775-L/038

SK0771-L/050

SK0772-L/050

SK0773-L/050

SK0775-L/050

SK0771-L/063

SK0772-L/063

SK0773-L/063

SK0775-L/063-

SK0772-L/075

SK0773-L/075

SK0775-L/075-

SK0772-L/088

SK0773-L/088

SK0775-L/088-

SK0772-L/100

SK0773-L/100-

Nr. gekennzeichnet. Je größer diese Zahl, desto länger
die Sperrklinke. Bitte bei Nachbestellungen beachten:
Sollte sich Spiel durch Nutzung ergeben, nehmen Sie dienächstlängere Sperrklinke.
Falls Sie statt der hier aufgeführten Sperrklinken für links
lateral oder rechts medial eine Sperrklinke für rechts lateraloder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in derArtikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0775-R/025.

** S ie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einenKabelzug an die Sperrklinke zu montieren.
Die Rastenanschlagsscheibe unterliegt ggf. einem höheren Verschleiß.

G40.8

NEURO LOCK Carbon

12 mm

Rastensperrfunktion

ZS1100-L500**

ZS0102NEURO FLEX MAX

ZS1100-L500**

Sperrfunktion

ZS1100-L500**
ZS0102NEURO FLEX MAX

1111a

NEURO LOCK MAX

11

Bezeichnung

NEURO LOCK

PositionWerkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion

NEURO LOCK

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

1

2

2

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
Artikelnummer für Systembreite
Position
1
1
2

12 mm
SK0971-L

14 mm
SK0972-L

16 mm
SK0973-L

20 mm
SK0975-L

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy, links lateral oder rechts medial

SK0971-R

SK0972-R

SK0973-R

SK0975-R

Montage-/Gießdummy, links medial oder rechts lateral

Stück

PE1121-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

PE1125-LR

Gelenkaufnahme

Stück

2/A

10/B

9/C

8/C

Laserbeschriftung-Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.
Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

G40.9

ME
Stück

NEURO LOCKNEURO HiSWING – das erste hydraulische
Knöchelgelenk der Orthetik

NEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

G40.10NEURO LOCK Carbon

Das NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk finden Sie ab Katalogseite C40.1.

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Besuchen Sie unsere Online-Tutorials unter www.fior-gentz.de.

Hauptfunktion-

Art des
Extensionsanschlags

NEURO LOCK Carbon

Sperrfunktion
monozentrisch, gesperrt mit Rückverlagerung
Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug
permanente Entsperrung über Sperrhebel/Kabelzug und Fixierklinke
gesperrt in 5° Extension

statischer Extensionsanschlag

Das NEURO LOCK Carbon ist ein wasserfestes ultraleichtes Systemkniegelenk aus carbonfaserverstärktem Kunststoff.
Das NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk kann durch Ausbauen der Sperrklinke, Federführung und Druckfeder funktionell auf das
NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk umgerüstet werden.
Das NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk ist als Mitläufer für das NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk einsetzbar.

G50.1

2024-05

Konfigurieren Sie Ihre Orthese unter www.orthesen-konfigurator.de.

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX
Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G50.2

NEURO LOCK MAX

NEURO LOCK

Systemkniegelenke NEURO LOCK Carbon

14 mm

Systembreite a

Sperrfunktion

Bezeichnung

14 mm

16 mm

20 mm

b

Gelenkkopfbreite

45

54

62

c

Gelenkhöhe

92

103

118

d

Rückverlagerung*

14

16

20

e

Abstand Drehpunkt - unterer Systemkasten

14

18

18

f

Abstand Drehpunkt - oberer Systemkasten

24

29

33

Gelenkdicke

18

19

23

* wichtig für die permanente Entsperrfunktion

Gelenkgewichte** [g]Systembreite
Material
Carbon

ME
Stück

14 mm

16 mm

20 mm

63

99

158

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX** ohne Hebelverlängerung

Das NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk wird mit folgenden Artikeln ausgeliefert:
Set 2-Komponenten-Klebstoff mit Primer
Montage-/GießdummyHebelverlängerung
Verbindungsschlauch für Hebelverlängerung

NEURO LOCK Carbon

20 mmGelenkmaße [mm]MaßNEURO FLEX MAX

16 mm

Systemanker bestellen Sie bitte separat.
Kabelzüge und Kabelzugadapter finden Sie auf Katalogseite G50.7.
Spezielle Systemanker für das NEURO LOCK Carbon finden Sie ab Katalogseite J10.

G50.3

Systemkniegelenke NEURO LOCK Carbon

NEURO LOCKNEURO LOCK MAX

geradeAbb. 1

gerade (Abb. 1)
Artikelnummer für Systembreite
Material

Bein

Carbonlinkes oder rechtes

ME
Stück

14 mm
SK8302-C/LR

16 mm
SK8303-C/LR

20 mm
SK8305-C/LR

Sperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G50.4

Ersatzteile NEURO LOCK Carbon
Ersatzteile

NEURO LOCK

4

5

7

6

3

NEURO LOCK MAX

13

14

1
2

8
8

NEURO FLEX MAX

9Sperrfunktion

10

11

12

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

Unterteil mit Gleitbuchse, vormontiert (9)

9a

G50.5

15

16

Ersatzteile NEURO LOCK Carbon
Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SK0893-3/C

SK0895-3/C

Splintbolzen (Sperrklinke)

2

SK0892-1/C

SK0893-1/C

SK0895-1/C

Splintbolzen (Gelenkachse)

3

SK0802-C

SK0803-C

SK0805-C

Oberteil, gerade, Carbon

4

FE1526-01

FE1526-01

FE1733-02

Druckfeder5

SK0872-10/C

SK0872-10/C

SK0875-10/C

Federführung

6

SK0872-5/C

SK0873-5/C

SK0875-5/C

5° Sperrklinke mit Fixierklinke, Carbon-Titan-Hybrid

7

SK0872-51/C

SK0875-51/C

SK0875-51/C

Hebelverlängerung

8

GS2009-*

GS2311-*

GS2413-*Gleitscheibe*

9

SK0812-2/C

SK0813-2/C

SK0815-2/C

5° Unterteil mit Gleitbuchse, gerade, Carbon-Titan-Hybrid

9aBP1009-L059

BP1211-L077

BP1412-L090

Gleitbuchse

10

FE1510-02

FE1510-02

FE1510-02

Druckfeder

11

SK9802-E005/C**

SK9803-E005/C**

SK9805-E005/C**

5° Extensionsanschlag**

12

SC4402-L22

SC4402-L22

SC4402-L22

Zylinderkopfschraube

13

SK0892-4/C

SK0895-4/C

SK0895-4/C

Deckscheibe (Sperrklinke)

14

SK0892-2/C

SK0893-2/C

SK0895-2/C

Deckscheibe (Gelenkachse)

15

SC1403-L08

SC1404-L12

SC1404-L14

Senkschraube mit Innensechsrund

16

SC1404-L10

SC1405-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)

NEURO LOCK MAX

SK0892-3/C

NEURO LOCK

1** Mithilfe des feinjustierbaren Extensionsanschlags können Sie Spiel im Systemgelenk korrigieren.

* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke der Gleitscheibe,

Artikelnummer für Systembreite
20 mm

Ø = 20 mm
GS2009-040

Ø = 23 mm
GS2311-040

Ø = 24 mm
GS2413-040

GS2009-045

GS2311-045

GS2413-045

GS2009-050

GS2311-050

GS2413-050

GS2009-055

GS2311-055

GS2413-055

GS2009-060

GS2311-060

GS2413-060

0,40 mm0,45 mm0,50 mm0,55 mmz. B. GS2009-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist 0,40 mm. Insgesamt sind die
Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich. Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die
Markierungen angezeigt. Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine
Dicke von 0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von 0,55 mm
besitzt. Nutzen Sie zur Positionierung der Gleitscheiben den Gleitscheibenzentrierdorn.

Sperrfunktion

16 mm

NEURO FLEX MAX

14 mm

0,60 mm

Spezielle Systemanker für das NEURO LOCK Carbon finden Sie ab Katalogseite J10.
Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

NEURO LOCK Carbon

G50.6

Zubehörteile NEURO LOCK Carbon
Kabelzug, trennbar (2)Kabelzugadapter (1)

NEURO LOCK

1a

1b

2a

1c

2g

1d

NEURO LOCK MAX

2b

2c

2d

2e

2f

Kabelzug, unilateral (3)3a3bSperrfunktion

NEURO FLEX MAX

3c

Zubehörteile
Artikelnummer für Systembreite
Position

NEURO LOCK Carbon

Rastensperrfunktion

NEURO FLEX MAX

1

14 mm
SK0872-50/C

16 mm

20 mm

SK0875-50/C

SK0875-50/C

Bezeichnung
Kabelzugadapter

1aSC4303-L04

SC4303-L04

SC4303-L04

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H

1b

SK0872-50/C/0

SK0875-50/C/0

SK0875-50/C/0

Aufnahme für Kabelzughalter

1c

ZS0324-07

ZS0324-07

ZS0324-07

Kabelzughalter

1d

ZS0233

ZS0233

ZS0233

Gewindemuffe

ohne Abb.

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

ZS1000-L400*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L500*

S1000-L500*

ZS1000-L500*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

ZS1000-L600*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm*

ohne Abb.

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

ZS1000-L700*

Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm*

2

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

ZS1100-L400*

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm*

2

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

ZS1100-L500*

Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm*

2a

ZS0102

ZS0102

ZS0102

Bowdenzughülle, 1000 mm lang

2b

ZS0002

ZS0002

ZS0002Nylonzug, 1000 mm lang

2c

ZS0235

ZS0235

ZS0235

Gewindemuffe

2d

VE0101-AL

VE0101-AL

VE0101-AL

Kupplungsstückgehäuse, Aluminium

2e

FE1420-01

FE1420-01

FE1420-01

Druckfeder

2f

VE0102-AL

VE0102-AL

VE0102-AL

Anschlussschraube für Kupplungsstück

2g

SC9603-L03

SC9603-L03

SC9603-L03

Gewindestift mit Innensechskant

2c-g

VE1000-AL

VE1000-AL

VE1000-AL

Kupplungsstück, Aluminium

3

ZS1400-L600*

ZS1400-L600*

ZS1400-L600*

Kabelzug mit Presshülse für unilaterale Sperre, Nylonzug mit
Bowdenzughülle, 600 mm lang*

3a

ZS0403-AL

ZS0403-AL

ZS0403-AL

Presshülse für 3 mm Nylonzug, Aluminium

3b

ZS0001-L600

ZS0001-L600

ZS0001-L600

Nylonzug mit Gewinde, 625 mm

3c

ZS0102-L500

ZS0102-L500

ZS0102-L500

Bowdenzughülle, 500 mm lang

* Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.

G50.7

Werkzeuge und Montage-/Gießdummys NEURO LOCK Carbon
Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen

NEURO LOCK

4
4a

4b

5

NEURO LOCK MAX

54b

Sperrfunktion

Artikelnummer für Systembreite
Pos.
4

14 mm

16 mm

20 mm

SK0982-C/LR1

SK0983-C/LR1

SK0985-C/LR1

Bezeichnung
Montage-/Gießdummy (1 Dummy mit Distanzring und zwei Schrauben)

Stück

4a

SK0982-C/LR/2

SK0983-C/LR/2

SK0985-C/LR/2

Distanzring für Montage-/Gießdummy

Stück

4b

SC0005-L12SC0005-L12SC0005-L14

Linsenschraube mit Innensechskant

Stück

PE1012-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

Gelenkaufnahme

Stück

4/B

10/B

9/C

Laserbeschriftung-5

NEURO FLEX MAX

Montage-/Gießdummys und Gelenkaufnahmen
ME

Montage-/Gießdummys sind im Lieferumfang der Systemgelenke enthalten.

NEURO FLEX MAX

Einen Überblick über unsere Werkzeuge bekommen Sie ab Katalogseite K1.

Rastensperrfunktion

Die Gelenkaufnahmen und die entsprechenden Laserbeschriftungen finden Sie auch im Werkzeugkoffer auf den Katalogseiten K13 und K14.

NEURO LOCK Carbon

G50.8

NEURO SWING FIT AFO Testorthese

NEURO SWING FIT AFO Testorthese

Beschreibung

Die NEURO SWING FIT AFO Testorthese ist eine konfektionierte Unterschenkelorthese, die für eine spätere
Versorgung mit einer AFO mit einem Systemknöchelgelenk mit dynamischem Dorsal- und Plantaranschlag wie z. B. dem
NEURO SWING eingesetzt wird. Die Testorthese ist nicht für eine dauerhafte Patientenversorgung bzw. zum Verkauf an
Patienten geeignet.

Eigenschaften-

vormontiertes wasserfestes NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk
antimikrobielles Unterschenkelschalenpolster mit einer Frottee- und einer Veloursbeschichtung
einstellbarer Klettgurt zum Fixieren der Orthese am Bein

Material-

Unterschenkelschale und Fußteil aus widerstandsfähigem carbonfaserverstärktem Kunststoff
integrierter Systemanker aus hochfestem Aluminium
integrierter Systemfußbügel aus rostfreiem Stahl

Die NEURO SWING FIT AFO Testorthesen sind vormontiert und werden in zwei Orthesen-Stoffbeuteln ausgeliefert.
Die NEURO SWING FIT AFO Testorthesen sind nur als Set erhältlich, das aus einer linken und einer rechten Testorthese besteht.
Die Federeinheiten sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

H1

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0
FIT AFONEURO SWING FIT AFO Testorthese

Set NEURO SWING FIT AFO Testorthese*
Artikelnummer für Systembreite
Bein
links
rechtslinks
rechtslinks
rechtslinks
rechtslinks
rechtslinks
rechtsME

Schuhgröße

Orthesengröße

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Set

29–31

XXS

AC5201-XXS/LR

AC5202-XXS/LR

-

-

Set

32–34

XS

-

AC5202-XS/LR

-

-

Set

35–37

S

-

-

AC5203-S/LR

-

Set

38–40

M

-

-

AC5203-M/LR

-

Set

41–43

L

-

-

-

AC5205-L/LR

Set

44–46

XL

-

-

-

AC5205-XL/LR* E rmitteln Sie die Schuhgröße und wählen Sie die entsprechende Orthesengröße aus. Bei einem hohen Körpergewicht bzw. einer kräftigen Statur kann esnötig sein, eine größere Orthesengröße auszuwählen.

!

Die NEURO SWING FIT AFO Testorthese ist mit einem Kniestrumpf oder einem kniehohen Kompressionsstrumpf zu tragen.

H2

Ersatzteile NEURO SWING FIT AFO Testorthese
Ersatzteile Polsterset

Polsterset*
Artikelnummer für Systembreite
12 mm, links

12 mm, rechts

Orthesengröße

Polsterset-Komponenten
PL3751-XXS/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3751-XXS/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5201-XXS/P/L

AC5201-XXS/P/R

XXS

KV1004-L450 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)

NEURO SWING FIT AFO Testorthese

GP1000-L090 (Gurtpolster)
GP1201-L070 (Gurtpolsterträger)14 mm, links

14 mm, rechts

Orthesengröße

Polsterset-Komponenten
PL3751-XXS/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3751-XXS/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5202-XXS/P/L

AC5202-XXS/P/R

XXS

KV1004-L450 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)
GP1000-L090 (Gurtpolster)
GP1201-L070 (Gurtpolsterträger)PL3752-XS/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3752-XS/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5202-XS/P/L

AC5202-XS/P/R

XS

KV1004-L450 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)
GP1000-L090 (Gurtpolster)
GP1201-L070 (Gurtpolsterträger)16 mm, links

16 mm, rechts

Orthesengröße

Polsterset-Komponenten
PL3753-S/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3753-S/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5203-S/P/L

AC5203-S/P/R

S

KV1004-L500 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)
GP1000-L130 (Gurtpolster)
GP1201-L100 (Gurtpolsterträger)PL3753-M/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3753-M/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5203-M/P/L

AC5203-M/P/R

M

KV1004-L500 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)
GP1000-L130 (Gurtpolster)
GP1201-L100 (Gurtpolsterträger)20 mm, links

20 mm, rechts

Orthesengröße

Polsterset-Komponenten
PL3755-L/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3755-L/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5205-L/P/L

AC5205-L/P/R

L

KV1004-L550 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)
GP1000-L130 (Gurtpolster)
GP1201-L100 (Gurtpolsterträger)PL3755-XL/L (Polsterzuschnitt, schwarz, links)
PL3755-XL/R (Polsterzuschnitt, schwarz, rechts)

AC5205-XL/P/L

AC5205-XL/P/R

XL

KV1004-L550 (Klettgurt mit Umlenkschlaufe)
GP1000-L170 (Gurtpolster)
GP1201-L130 (Gurtpolsterträger)*D
 as Polsterset beinhaltet den Polsterzuschnitt (links oder rechts je nach Bestellung) aus xDRY Frottee-Polstermaterial, den Klettgurt mit Umlenkschlaufe, das
Gurtpolster und den Gurtpolsterträger mit 2 selbstklebenden Kletthakenpunkten.

H3

Ersatzteile NEURO SWING Carbon
FIT AFO

Ersatzteile

4

5

1

3

NEURO SWING FIT AFO Testorthese22Ersatzteile
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

1SF0591-C/1

SF0592-C/1

SF0593-C/1

SF0595-C/1

Splintbolzen

2

GS1409-*

GS1911-*

GS2413-*

GS2815-*Gleitscheibe*

3

BR1009-L020

BR1211-L025

BR1312-L030

BR1514-L030

Gleitbuchse

4

SF0591-C/2

SF0592-C/2

SF0593-C/2

SF0595-C/2

Deckscheibe

5

SC1404-L10

SC1405-L11

SC1406-L14

SC1406-L14

Senkschraube mit Innensechsrund* Gleitscheiben

Die letzten drei Ziffern der Artikelnummer stehen für die Dicke derArtikelnummer für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Ø = 14 mm

Ø = 19 mm

Ø = 24 mm

Ø = 28 mm

GS1409-040

GS1911-040

GS2413-040

GS2815-040

GS1409-045

GS1911-045

GS2413-045

GS2815-045

GS1409-050

GS1911-050

GS2413-050

GS2815-050

GS1409-055

GS1911-055

GS2413-055

GS2815-055

GS1409-060

GS1911-060

GS2413-060

GS2815-060

Gleitscheibe, z. B. GS1409-040. Die Dicke dieser Gleitscheibe ist
0,40 mm. Insgesamt sind die Gleitscheiben in fünf Dicken erhältlich.
Die Dicke einer Gleitscheibe wird durch die Markierungen angezeigt.
Eine Gleitscheibe mit zwei Rillen hat beispielsweise eine Dicke von0,40 mm, während eine Gleitscheibe mit einer Kerbe eine Dicke von0,55 mm besitzt. Nutzen Sie zur Positionierung der Gleitscheiben den
Gleitscheibenzentrierdorn (Art.-Nr.: WE5500).

Gleitscheibenzentrierdorn

0.40 mm0.45 mm0.50 mm0.55 mm

0.60 mm

H4

Zubehörteile NEURO SWING Carbon
Federeinheiten im Koffer (1)Ersatzteile Federeinheit

1c

2

1a
1d

1b

1e
1f

Federeinheiten im Koffer
Pos.
1

NEURO SWING FIT AFO Testortheseohne Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

SF5800-C

1 x Federeinheitenset im Koffer mit Werkzeug

SF5800-C/0

1 x Koffer für Federeinheiten zur eigenen Befüllung mit Werkzeug (ohne Federeinheiten)

1as. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 12 mm

1bs. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 14 mm

1c

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 16 mm

1d

s. Tabelle Federeinheiten

je 2 x blaue, grüne, weiße, gelbe und rote Federeinheiten für NEURO SWING Carbon 20 mm

1e

WZ5112-4010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

1f

WZ5112-5010

1 x Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Federeinheiten (für ein NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk benötigen Sie zwei der folgenden Federeinheiten):
Artikelnummer für Systembreite

ME

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Bezeichnung

SF5801-C/15/03

SF5802-C/15/05

SF5803-C/15/07

SF5805-C/15/18

Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/15/06

SF5802-C/15/11

SF5803-C/15/15

SF5805-C/15/25

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/10/12

SF5802-C/09/16

SF5803-C/10/21

SF5805-C/10/40

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/10/19

SF5802-C/10/29

SF5803-C/10/31

SF5805-C/10/60

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

Stück

SF5801-C/05/33

SF5802-C/05/53

SF5803-C/05/63

SF5805-C/05/99

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

Stück

Ersatzteile Federeinheiten
Artikelnummer für Systembreite
Pos.

12 mm

14 mm

2

VE3771-085/13

VE3771-100/12

16 mm

20 mm

VE3771-12/12

VE3771-15/13

Bezeichnung
O-Ring zur Sicherung der Federeinheit** Ein zusätzlicher O-Ring ist im Lieferumfang der Federeinheiten enthalten.

Federeinheitengewichte [g]Systembreite
Federeinheit
Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit

Artikelnummer
s. Tabelle Federeinheiten

12 mm

14 mm

16 mm

12

19

33

20 mm
64

Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

14

25

43

69

Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

17

29

48

78

Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

18

29

47

86

Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit

s. Tabelle Federeinheiten

18

28

49

86

Federeinheiten müssen separat bestellt werden.

H5

FIT AFONEURO SWING FIT AFO Testorthese

H6

Gleitscheiben

1

Pos.

2

3

9

10

Ø

Artikelnummer

4

11

5

12

3

4

5

6

7

I1

14

8

15

Systemkniegelenke

NEURO CLASSIC, 10 mm
NEURO CLASSIC-SPRING, 10 mm
NEURO CLASSIC-SWING, 10 mm
NEURO VARIO-CLASSIC 2, 10 mm
NEURO VARIO, 10 mm
NEURO VARIO 2, 10 mm
NEURO VARIO-SPRING 2, 10 mm
NEURO VARIO-SWING, 10 mm
NEURO SWING-CLASSIC, 10 mm
NEURO SWING, 10 mm
NEURO SWING 2, 10 mm
NEURO CLASSIC, 12 mm
NEURO CLASSIC-SPRING, 12 mm
NEURO CLASSIC-SWING, 12 mm
NEURO VARIO-CLASSIC 2, 12 mm
NEURO VARIO, 12 mm
NEURO VARIO 2, 12 mm
NEURO VARIO-SPRING 2, 12 mm
NEURO VARIO-SWING, 12 mm
NEURO SWING-CLASSIC, 12 mm
NEURO SWING, 12 mm
NEURO SWING 2, 12 mm

12 mm

GS1206-040
GS1206-045
GS1206-050
GS1206-055
GS1206-060

14 mm

GS1407-040
GS1407-045
GS1407-050
GS1407-055
GS1407-060

14 mm

GS1409-040
GS1409-045
GS1409-050
GS1409-055
GS1409-060

16 mm

GS1609-040
GS1609-045
GS1609-050*
GS1609-055
GS1609-060

18 mm

GS1807-040
GS1807-045
GS1807-050
GS1807-055
GS1807-060

NEURO LOCK MAX, 12 mm
NEURO FLEX MAX Sperrfunktion, 12 mm
NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion, 12 mm

19 mm

GS1910-040
GS1910-045
GS1910-050
GS1910-055
GS1910-060

NEURO CLASSIC zero, 14 mm
NEURO VARIO zero, 14 mm
NEURO CLASSIC, 14 mm
NEURO VARIO, 14 mm
NEURO VARIO 2, 14 mm
NEURO VARIO-SWING, 14 mm
NEURO MATIC, 16 mm
NEURO TRONIC, 16 mm
NEURO LOCK, 16 mm

19 mm

GS1911-040
GS1911-045
GS1911-050
GS1911-055
GS1911-060

Gleitscheiben

2

13

7

Systemgelenke
Systemknöchelgelenke

1

6

NEURO SWING Carbon, 12 mm

NEURO VARIO, 14 mm

NEURO SWING Carbon, 14 mm

NEURO CLASSIC zero, 12 mm
NEURO VARIO zero, 12 mm
NEURO CLASSIC, 12 mm
NEURO VARIO, 12 mm
NEURO VARIO 2, 12 mm
NEURO VARIO-SWING, 12 mm
NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene, 10 und 14 mm
NEURO LOCK, 14 mm

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0

Pos.

Ø

Artikelnummer

Systemgelenke
Systemknöchelgelenke

8

9

10

11

13

Systemkniegelenke

NEURO CLASSIC Carbon, 14 mm
NEURO LOCK MAX, 14 mm
NEURO FLEX MAX Sperrfunktion, 14 mm
NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion, 14 mm
NEURO LOCK Carbon, 14 mm

20 mm

GS2009-040
GS2009-045
GS2009-050
GS2009-055
GS2009-060

22 mm

GS2210-040
GS2210-045
GS2210-050*
GS2210-055
GS2210-060

23 mm

GS2311-040
GS2311-045
GS2311-050
GS2311-055
GS2311-060

24 mm

GS2411-040
GS2411-045
GS2411-050
GS2411-055
GS2411-060

24 mm

GS2413-040
GS2413-045
GS2413-050
GS2413-055
GS2413-060

NEURO CLASSIC Carbon, 16 mm
NEURO SWING Carbon, 16 mm

NEURO CLASSIC Carbon, 20 mm
NEURO LOCK Carbon, 20 mm

GS2611-040
GS2611-045
GS2611-050
GS2611-055
GS2611-060

NEURO CLASSIC, 20 mm
NEURO CLASSIC-SPRING, 20 mm
NEURO CLASSIC-SWING, 20 mm
NEURO VARIO-CLASSIC, 20 mm
NEURO VARIO-CLASSIC 2, 20 mm
NEURO VARIO, 20 mm
NEURO VARIO 2, 20 mm
NEURO VARIO-SPRING, 20 mm
NEURO VARIO-SPRING 2, 20 mm
NEURO VARIO-SWING, 20 mm
NEURO SWING-CLASSIC, 20 mm
NEURO SWING, 20 mm
NEURO SWING 2, 20 mm
NEURO HiSWING, 20 mm
NEURO HiSWING R+, 20 mm

NEURO CLASSIC zero, 20 mm
NEURO VARIO zero, 20 mm
NEURO CLASSIC, 20 mm
NEURO VARIO, 20 mm
NEURO VARIO 2, 20 mm
NEURO VARIO-SWING, 20 mm

26 mm

14

28 mm

15

30 mm

GS2815-040
GS2815-045
GS2815-050
GS2815-055
GS2815-060
GS3013-040
GS3013-045
GS3013-050
GS3013-055
GS3013-060

NEURO ACTIVE, 16 mm
NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene, 16 und 20 mm
NEURO LOCK, 20 mm
NEURO LOCK MAX, 16 mm
NEURO FLEX MAX Sperrfunktion, 16 mm
NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion, 16 mm

NEURO CLASSIC zero, 16 mm
NEURO VARIO zero, 16 mm
NEURO CLASSIC, 16 mm
NEURO VARIO, 16 mm
NEURO VARIO 2, 16 mm
NEURO VARIO-SWING, 16 mm
NEURO CLASSIC Carbon, 16 mm
NEURO LOCK Carbon 16 mm
NEURO MATIC, 20 mm
NEURO TRONIC, 20 mm
NEURO HiTRONIC, 20 mm
NEURO LOCK MAX, 20 mm
NEURO FLEX MAX Sperrfunktion, 20 mm
NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion, 20 mm

Gleitscheiben

12

NEURO CLASSIC, 14 mm
NEURO CLASSIC-SPRING, 14 mm
NEURO CLASSIC-SWING, 14 mm
NEURO VARIO-CLASSIC, 14 mm
NEURO VARIO-CLASSIC 2, 14 mm
NEURO VARIO 2, 14 mm
NEURO VARIO-SPRING, 14 mm
NEURO VARIO-SPRING 2, 14 mm
NEURO VARIO-SWING, 14 mm
NEURO SWING-CLASSIC, 14 mm
NEURO SWING, 14 mm
NEURO SWING 2, 14 mm
NEURO CLASSIC, 16 mm
NEURO CLASSIC-SPRING, 16 mm
NEURO CLASSIC-SWING, 16 mm
NEURO VARIO-CLASSIC, 16 mm
NEURO VARIO-CLASSIC 2, 16 mm
NEURO VARIO, 16 mm
NEURO VARIO 2, 16 mm
NEURO VARIO-SPRING, 16 mm
NEURO VARIO-SPRING 2, 16 mm
NEURO VARIO-SWING, 16 mm
NEURO SWING-CLASSIC, 16 mm
NEURO SWING, 16 mm
NEURO SWING 2, 16 mm

NEURO SWING Carbon, 20 mm

NEURO SWING, 24 mm

Auf diesen Seiten sind alle Gleitscheiben in Originalgröße abgebildet. Sie können überprüfen, welche Gleitscheibe Sie besitzen, indem Sie sie auf die
passende Abbildung legen. Darunter finden Sie eine Liste mit Systemgelenken, für die die Gleitscheibe eingesetzt werden kann.
*D iese Gleitscheibe wird für alle darunter aufgelisteten Systemgelenke verwendet. Für die NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene/das NEURO ACTIVE
Systemkniegelenk wird nur diese Gleitscheibe verwendet.

I2

Systemschienen und Systemanker

Systemschienen und Systemanker

Systemschienen und Systemanker sind Verbindungselemente. Eine Systemschiene kann z. B. ein Systemkniegelenk und ein Systemknöchelgelenk direkt miteinander verbinden. Ein Systemanker verbindet ein Systemkniegelenk bzw. Systemknöchelgelenk mit der Schale einer Gießharzorthese. Er wird in das Laminat
eingebettet. Die Systemschienen können in einer Arbeitstechnik Ihrer Wahl verarbeitet werden.
Systemschienen und Systemanker gibt es in unterschiedlichen Systembreiten und Materialien für drei Arbeitstechniken sowohl für die unilaterale als auchfür die bilaterale Bauweise.
Um die für den Orthesentypen optimierten Systemschienen- bzw. Systemankermaterialien auszuwählen, nutzen Sie unseren Orthesen-Konfigurator. Dieser
ermittelt nach dem Grundsatz So leicht wie möglich und so stabil wie nötig! und mithilfe aller Patientendaten und der gewünschten Arbeitstechnik die
am besten geeigneten Systemschienen- bzw. Systemankermaterialien.

Informationen zu den Materialeigenschaften
Bezeichnung

Material

Festigkeit

Bruchdehnung

Gewicht

Berechnung des min. Biegeradius [R]AL

Aluminiumhochmittelniedrig

R = 11 x Materialstärke

TI G2

Titan Grade 2

hoch

hoch

mittelR = 5 x Materialstärke

TI G5

Titan Grade 5

sehr hochniedrig

mittelR = 10 x Materialstärke

Materialien

Werkzeuge

Um beim Schränken einer Systemschiene/eines Systemankers Brüche zu vermeiden,
achten Sie darauf, die in der Tabelle angegebenen Radien nicht zu unterschreiten.
Der Biegeradius hängt von der Dicke des Materials ab (siehe Tabelle).

J1

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0

Arbeitstechniken

Anker-Einguss-/Prepregtechnik

Schienen-Schalen-Technik

Bei dieser Arbeitstechnik werden die
Systemanker mit den Systemkästen derSystemgelenke ins Laminat eingebettet.

Bei dieser Arbeitstechnik werden nur die
Systemanker ins Laminat eingebettet. Die
Systemkästen der Systemgelenke bleibenfrei.

Die Systemschienen können in einer
Arbeitstechnik Ihrer Wahl verarbeitet
werden.

Systemschienen und Systemanker

Gelenk-Einguss-/Prepregtechnik

Alle Systemschienen und Systemanker können nur dann der Belastung standhalten, wenn sie der Arbeitstechnik entsprechend sachgemäß
bearbeitet und in die Orthese eingebaut werden. Hinweise zur Verarbeitung der Systemschienen und Systemanker entnehmen Sie bitte
der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanweisung für Orthopädietechniker Systemschienen und Systemanker (PB1000-SA-DE/GB).
Ausführliche Informationen zu unseren Arbeitstechniken finden Sie auf der FIOR & GENTZ Website im Bereich „Online-Tutorials“ und „Herstellung
der Orthese“.

Werkzeuge
Materialien

J2

AL

Systemschienen und Systemanker

Systemanker

gerade 10 mm
Abb. 1

gerade 12 mm
Abb. 2

gerade 14 mm
Abb. 3

gerade 16 mm
Abb. 4

gerade 20 mm
Abb. 5

Wadenschwung
linksAbb. 6

Wadenschwung
rechtsAbb. 7

Seitenansicht
geradeSystemanker aus Aluminium*

Werkzeuge

Abb.

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]1

SA1040-AL

Artikelnummer

Systemanker für 10 mm Systemgelenke, gerade

Bezeichnung

80 x 10 x 3

52

SA1041-AL

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, gerade

90 x 12 x 3,5

7

3

SA1042-AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gerade

100 x 14 x 4114

SA1063-AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gerade

110 x 16 x 5

175

SA1085-AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gerade

130 x 20 x 6

30

6SA1241-L/AL

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

90 x 12 x 3,5

7

6

SA1242-L/AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

100 x 14 x 4

11

6

SA1263-L/AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

110 x 16 x 5

17

6

SA1285-L/AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

130 x 20 x 630

7SA1241-R/AL

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

90 x 12 x 3,5

7

7

SA1242-R/AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

100 x 14 x 4

11

7

SA1263-R/AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

110 x 16 x 5

17

7

SA1285-R/AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

130 x 20 x 6

30* Im Lieferumfang eines Systemankers sind immer zwei Befestigungsschrauben enthalten.

Befestigungsschraube für Systemschienen und Systemanker (Abb. 8)
Artikelnummer

Systembreite

Bezeichnung

Befestigungsschraube (Abb. 8)
ME

10 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M3 x 5

12 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M4 x 6

Stück

SC5405-L08

14 und 16 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 8

StückSC5405-L09

20 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 9

Stück

Materialien

SC5303-L05
SC5404-L06

J3

Stück

AL

Systemschienen

Systemschienen und Systemanker

gerade 10 mm
Abb. 9gerade 12 mm
Abb. 10

gerade 14 mm
Abb. 11

gerade 16 mm
Abb. 12

gerade 20 mm
Abb. 13

Wadenschwung links
Abb. 14

Wadenschwung rechts
Abb. 15

Systemschienen aus Aluminium*
Abb.

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g/cm]

9SS1040-AL

Artikelnummer

Systemschiene für 10 mm Systemgelenke, gerade

Bezeichnung

200 x 10 x 3

0,8

10

SS1041-AL

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, gerade

225 x 12 x 3,5

1,1

11

SS1042-AL

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, gerade

250 x 14 x 4

1,5

12

SS1063-AL

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, gerade

410 x 16 x 5

2,1

13

SS1085-AL

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, gerade

480 x 20 x 6

3,1

14

SS1241-L/AL

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

265 x 12 x 3,5

1,1

14

SS1242-L/AL

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

300 x 14 x 4

1,5

14

SS1263-L/AL

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

450 x 16 x 5

2,1

Werkzeuge

14

SS1285-L/AL

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

530 x 20 x 6

3,1

15

SS1241-R/AL

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

265 x 12 x 3,5

1,1

15

SS1242-R/AL

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

300 x 14 x 4

1,5

15

SS1263-R/AL

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

450 x 16 x 5

2,1

15

SS1285-R/AL

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

530 x 20 x 63,1

Länge x Dicke [mm]Gewicht [g/cm]* Im Lieferumfang einer Systemschiene sind immer zwei Befestigungsschrauben enthalten.

Meterware
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnungähnlich wie Abb. 10 ohne Bohrung

SS1041-AL/00

Meterware für 12 mm Systemgelenke

1000 x 3,5

1,1ähnlich wie Abb. 11 ohne Bohrung

SS1042-AL/00

Meterware für 14 mm Systemgelenke

1000 x 4

1,5ähnlich wie Abb. 12 ohne Bohrung

SS1063-AL/00

Meterware für 16 mm Systemgelenke

1000 x 5

2,1ähnlich wie Abb. 13 ohne Bohrung

SS1085-AL/00

Meterware für 20 mm Systemgelenke

1000 x 6

3,1

Befestigungsschraube für Systemschienen und Systemanker (Abb. 16)
Artikelnummer

Systembreite

Bezeichnung

Befestigungsschraube (Abb. 16)
ME

10 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M3 x 5

12 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M4 x 6

Stück
Stück

SC5405-L08

14 und 16 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 8

StückSC5405-L09

20 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 9

Stück

Materialien

SC5303-L05
SC5404-L06

J4

TI G2

Systemschienen und Systemanker

Systemanker

gerade 10 mm
Abb. 1

gerade 12 mm
Abb. 2

gerade 14 mm
Abb. 3

gerade 16 mm
Abb. 4

gerade 20 mm
Abb. 5

Wadenschwung
linksAbb. 6

Wadenschwung
rechtsAbb. 7

Seitenansicht
geradeLänge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]Systemanker aus Titan Grade 2*

Werkzeuge

Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

1

SA1040-TI

Systemanker für 10 mm Systemgelenke, gerade

80 x 10 x 3

82

SA1041-TI

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, gerade

90 x 12 x 3,5

12

3

SA1042-TI

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gerade

100 x 14 x 418

4SA1063-TI

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gerade

110 x 16 x 528

5SA1085-TI

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gerade

130 x 20 x 6

51

6

SA1241-L/TI

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

90 x 12 x 3,5

12

6

SA1242-L/TI

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

100 x 14 x 4

18

6

SA1263-L/TI

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

110 x 16 x 528

6SA1285-L/TI

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

130 x 20 x 6

51

7

SA1241-R/TI

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

90 x 12 x 3,5

12

7

SA1242-R/TI

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

100 x 14 x 418

7

SA1263-R/TI

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

110 x 16 x 528

7SA1285-R/TI

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

130 x 20 x 6

51* Im Lieferumfang eines Systemankers sind immer zwei Befestigungsschrauben enthalten.

Befestigungsschraube für Systemschienen und Systemanker (Abb. 8)
Artikelnummer

Systembreite

Bezeichnung

Befestigungsschraube (Abb. 8)
ME

10 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M3 x 5

12 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M4 x 6

Stück

SC5405-L08

14 und 16 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 8

StückSC5405-L09

20 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 9

Stück

Materialien

SC5303-L05
SC5404-L06

J5

Stück

TI G2

Systemschienen

Systemschienen und Systemanker

gerade 10 mm
Abb. 9gerade 12 mm
Abb. 10

gerade 14 mm
Abb. 11

gerade 16 mm
Abb. 12

gerade 20 mm
Abb. 13

Wadenschwung links
Abb. 14

Wadenschwung rechts
Abb. 15

Systemschienen aus Titan Grade 2*
Abb.

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g/cm]

9SS1040-TI

Artikelnummer

Systemschiene für 10 mm Systemgelenke, gerade

Bezeichnung

200 x 10 x 3

1,3

10

SS1041-TI

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, gerade

225 x 12 x 3,5

1,8

11

SS1042-TI

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, gerade

250 x 14 x 4

2,4

12

SS1063-TI

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, gerade

410 x 16 x 5

3,4

13

SS1085-TI

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, gerade

480 x 20 x 6

5,0

14

SS1241-L/TI

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

265 x 12 x 3,5

1,8

14

SS1242-L/TI

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

300 x 14 x 4

2,4

14

SS1263-L/TI

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

450 x 16 x 5

3,4

Werkzeuge

14

SS1285-L/TI

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

530 x 20 x 6

5,0

15

SS1241-R/TI

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

265 x 12 x 3,5

1,8

15

SS1242-R/TI

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

300 x 14 x 4

2,4

15

SS1263-R/TI

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

450 x 16 x 5

3,4

15

SS1285-R/TI

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

530 x 20 x 65,0Länge x Dicke [mm]Gewicht [g/cm]* Im Lieferumfang einer Systemschiene sind immer zwei Befestigungsschrauben enthalten.

Meterware
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnungähnlich wie Abb. 10 ohne Bohrung

SS1041-TI/00

Meterware für 12 mm Systemgelenke

1000 x 3,5

1,8ähnlich wie Abb. 11 ohne Bohrung

SS1042-TI/00

Meterware für 14 mm Systemgelenke

1000 x 42,4ähnlich wie Abb. 12 ohne Bohrung

SS1063-TI/00

Meterware für 16 mm Systemgelenke

1000 x 5

3,4ähnlich wie Abb. 13 ohne Bohrung

SS1085-TI/00

Meterware für 20 mm Systemgelenke

1000 x 6

5,0

Befestigungsschraube für Systemschienen und Systemanker (Abb. 16)
Artikelnummer

Systembreite

Bezeichnung

Befestigungsschraube (Abb. 16)
ME

10 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M3 x 5

12 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M4 x 6

Stück
Stück

SC5405-L08

14 und 16 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 8

StückSC5405-L09

20 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 9

Stück

Materialien

SC5303-L05
SC5404-L06

J6

TI G5

Systemschienen und Systemanker

Systemanker

gerade 10 mm gerade 12 mm gerade 14 mm gerade 16 mm gerade 20 mm gekröpft 24 mm Wadenschwung Wadenschwung Seitenansicht Seitenansicht
Abb. 3Abb. 4
Abb. 5
Abb. 1
Abb. 2Abb. 6links
rechtsgeradegekröpft
Abb. 7
Abb. 8Systemanker aus Titan Grade 5*

Werkzeuge

Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]1

SA2040-TI

Systemanker für 10 mm Systemgelenke, gerade

80 x 10 x 3

82

SA2041-TI

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, gerade

90 x 12 x 3,5

12

3

SA2042-TI

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gerade

100 x 14 x 418

4SA2063-TI

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gerade

110 x 16 x 5

25

5

SA2085-TI

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gerade

130 x 20 x 6

41

6

SA2197-TI

Systemanker für 24 mm Systemgelenke, gekröpft

150 x 24 x 666

7SA2241-L/TI

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

90 x 12 x 3,5

12

7

SA2242-L/TI

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

100 x 14 x 418

7

SA2263-L/TI

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

110 x 16 x 525

7SA2285-L/TI

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

130 x 20 x 6

418SA2241-R/TI

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

90 x 12 x 3,5

12

8

SA2242-R/TI

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

100 x 14 x 418

8SA2263-R/TI

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

110 x 16 x 525

8SA2285-R/TI

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

130 x 20 x 6

41* Im Lieferumfang eines Systemankers sind immer zwei Befestigungsschrauben enthalten.

Befestigungsschraube für Systemschienen und Systemanker (Abb. 9)
Artikelnummer

Systembreite

Bezeichnung

Befestigungsschraube (Abb. 9)
ME

10 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M3 x 5

12 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M4 x 6

Stück

SC5405-L08

14 und 16 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 8

StückSC5405-L09

20 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 9

StückSC5406-L10

24 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M6 x 10

Stück

Materialien

SC5303-L05
SC5404-L06

J7

Stück

TI G5

Systemschienen

Systemschienen und Systemanker

gerade 10 mm
Abb. 10

gerade 12 mm
Abb. 11

gerade 14 mm
Abb. 12

gerade 16 mm
Abb. 13

gerade 20 mm
Abb. 14

Wadenschwung links
Abb. 15

Wadenschwung rechts
Abb. 16

Systemschienen aus Titan Grade 5*
Abb.

Gewicht [g/cm]

SS2040-TI

Artikelnummer

Systemschiene für 10 mm Systemgelenke, gerade

Bezeichnung

200 x 10 x 3

1,3

11

SS2041-TI

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, gerade

225 x 12 x 3,5

1,8

12

SS2042-TI

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, gerade

250 x 14 x 4

2,4

13

SS2063-TI

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, gerade

410 x 16 x 4,5

3,0

14

SS2085-TI

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, gerade

480 x 20 x 6

4,1

15

SS2241-L/TI

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

265 x 12 x 3,5

1,8

15

SS2242-L/TI

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

300 x 14 x 4

2,4

15

SS2263-L/TI

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

450 x 16 x 4,5

3,0

15

SS2285-L/TI

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links

530 x 20 x 6

4,1

16

SS2241-R/TI

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

265 x 12 x 3,5

1,8

16

SS2242-R/TI

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

300 x 14 x 4

2,4

16

SS2263-R/TI

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

450 x 16 x 4,5

3,0

16

SS2285-R/TI

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts

530 x 20 x 64,1

Länge x Dicke [mm]Gewicht [g/cm]

Werkzeuge

Länge x Breite x Dicke [mm]10* Im Lieferumfang einer Systemschiene sind immer zwei Befestigungsschrauben enthalten.

Meterware
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnungähnlich wie Abb. 11 ohne Bohrung

SS2041-TI/00

Meterware für 12 mm Systemgelenke

1000 x 3,5

1,8ähnlich wie Abb. 12 ohne Bohrung

SS2042-TI/00

Meterware für 14 mm Systemgelenke

1000 x 42,4ähnlich wie Abb. 13 ohne Bohrung

SS2063-TI/00

Meterware für 16 mm Systemgelenke

1000 x 5

3,1ähnlich wie Abb. 14 ohne Bohrung

SS2085-TI/00

Meterware für 20 mm Systemgelenke

1000 x 6

4,1

Befestigungsschraube für Systemschienen und Systemanker (Abb. 17)
Artikelnummer

Systembreite

Bezeichnung

Befestigungsschraube (Abb. 17)
ME

10 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M3 x 5

12 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M4 x 6

Stück
Stück

SC5405-L08

14 und 16 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 8

StückSC5405-L09

20 mm

Linsensenkschraube mit Innensechsrund, M5 x 9

Stück

Materialien

SC5303-L05
SC5404-L06

J8

Systemschienen und Systemanker für Systemgelenke aus Carbon

Systemschienen und Systemanker

Systemschienen und Systemanker sind Verbindungselemente. Der Systemanker für wasserfeste Systemgelenke aus Carbon verbindet das Systemgelenk mit
der Schale einer Gießharzorthese. Er wurde von FIOR & GENTZ für die Herstellung einer Gießharzorthese mit Anker-Eingusstechnik entwickelt. Bei dieser
Arbeitstechnik werden die Systemanker in das Laminat eingebettet. Die Systemschienen können in einer Arbeitstechnik Ihrer Wahl verarbeitet werden.
Der Systemanker für wasserfeste Systemgelenke aus Carbon ist sowohl für die unilaterale als auch für die bilaterale Bauweise geeignet.

Informationen zu den Materialeigenschaften
Bezeichnung

Material

Festigkeit

Bruchdehnung

Gewicht

Berechnung des min. Biegeradius [R]AL

Aluminiumhochmittelniedrig

R = 11 x Materialstärke

Um beim Schränken eines Systemankers Brüche zu vermeiden, achten Sie
darauf, die in der Tabelle angegebenen Radien nicht zu unterschreiten.
Der Biegeradius hängt von der Dicke des Materials ab (siehe Tabelle).

WerkzeugeArbeitstechniken

Anker-Einguss-/Prepregtechnik

Schienen-Schalen-Technik

Bei dieser Arbeitstechnik werden nur die Systemanker ins
Laminat eingebettet. Die Systemkästen der Systemgelenke
bleiben frei.

Die Systemschienen können in einer Arbeitstechnik Ihrer Wahl
verarbeitet werden.

Alle Systemschienen und Systemanker für wasserfeste Systemgelenke aus Carbon können nur dann der Belastung standhalten, wenn sie der Arbeitstechnik entsprechend sachgemäß bearbeitet und in die Orthese eingebaut werden. Hinweise zur Verarbeitung der Systemschienen und Systemanker
für wasserfeste Systemgelenke aus Carbon entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanweisung für qualifizierte Fachkräfte
für Orthopädietechnik Systemschienen und Systemanker für Systemgelenke aus Carbon (PB5000-SA-DE/GB).

MaterialienAusführliche Informationen zu unseren Arbeitstechniken finden Sie auf unserer Website www.fior-gentz.de im Bereich „Online-Tutorials“ und„Herstellung der Orthese“.

J9Systemanker für Systemgelenke aus Carbon – gerade

Systemschienen und Systemanker

gerade 12 mm
Abb. 1

gerade 14 mm
Abb. 2

gerade 16 mm
Abb. 3

gerade 20 mm
Abb. 4

Wadenschwung
linksAbb. 5

Wadenschwung
rechtsAbb. 6

Seitenansicht
geradeGerade Systemanker für das NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]1

SA5051-AL

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, gerade

90 x 15 x 4,7122

SA5052-AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gerade

100 x 18 x 4,917

3

SA5063-AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gerade

110 x 20 x 5,925

4SA5075-AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gerade

130 x 26 x 747

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]110 x 20 x 5,925

Gerade Systemanker für das NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk
Abb.

Artikelnummer
SA5063-AL

Bezeichnung
Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gerade

Werkzeuge

3

Gerade Systemanker für das NEURO LOCK Carbon und das NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk
Abb.

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]2

SA5052-AL

Artikelnummer

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gerade

Bezeichnung

100 x 18 x 4,917

3

SA5063-AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gerade

110 x 20 x 5,925

4SA5075-AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gerade

130 x 26 x 7

47
17

5

SA5252-L/AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links, gerade

100 x 18 x 4,95

SA5263-L/AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links, gerade

110 x 20 x 5,925

5SA5275-L/AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links, gerade

130 x 26 x 7

47
17

6

SA5252-R/AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts, gerade

100 x 18 x 4,96

SA5263-R/AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts, gerade

110 x 20 x 5,925

6

SA5275-R/AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts, gerade

130 x 26 x 7

47

Materialien

J10

Systemschienen und Systemanker

Systemanker für Systemgelenke aus Carbon – gekröpft

gekröpft 12 mm
Abb. 7

gekröpft 14 mm
Abb. 8gekröpft 16 mm
Abb. 9gekröpft 20 mm
Abb. 10

Wadenschwung
linksAbb. 11

Wadenschwung
rechtsAbb. 12

Seitenansicht
gekröpft

Gekröpfte Systemanker für das NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]7SA5151-AL

Systemanker für 12 mm Systemgelenke, gekröpft

90 x 15 x 4,7

12

8

SA5152-AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gekröpft

100 x 18 x 4,917

9SA5163-AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gekröpft

110 x 20 x 5,925

10SA5175-AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gekröpft

130 x 26 x 747

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]100 x 18 x 4,917

Gekröpfte Systemanker für das NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk

WerkzeugeAbb.
9

Artikelnummer
SA5163-AL

Bezeichnung
Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gekröpft

Gekröpfte Systemanker für das NEURO LOCK Carbon und das NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g]8SA5152-AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, gekröpft

90 x 15 x 4,7

12

9

SA5163-AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, gekröpft

100 x 18 x 4,917

10

SA5175-AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, gekröpft

130 x 26 x 747

11SA5352-L/AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung links, gekröpft

110 x 20 x 5,9

17

11

SA5363-L/AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung links, gekröpft

110 x 20 x 5,925

11

SA5375-L/AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung links, gekröpft

130 x 26 x 747
17

SA5352-R/AL

Systemanker für 14 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts, gekröpft

100 x 18 x 4,9SA5363-R/AL

Systemanker für 16 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts, gekröpft

110 x 20 x 5,925

12SA5375-R/AL

Systemanker für 20 mm Systemgelenke, Wadenschwung rechts, gekröpft

130 x 26 x 7

47

Materialien

12
12

J11

Systemschienen für Systemgelenke aus Carbon – gerade, gekröpft

Systemschienen und Systemanker

gerade 12 mm
Abb. 13

gerade 14 mm
Abb. 14

gerade 16 mm
Abb. 15

gerade 20 mm
Abb. 16

Gerade Systemschienen für Systemknie- und knöchelgelenke aus Carbon
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]Gewicht [g/cm]

13

SS5051-AL

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, gerade

265 x 15 x 4,6

1,6

14

SS5052-AL

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, gerade

300 x 18 x 4,9

1,9

15

SS5063-AL

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, gerade

450 x 20 x 5,9

2,6

16

SS5075-AL

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, gerade

530 x 26 x 6,93,8

Werkzeuge

gekröpft 12 mm
Abb. 17gekröpft 14 mm
Abb. 18

gekröpft 16 mm
Abb. 19

gekröpft 20 mm
Abb. 20

Gekröpfte Systemschienen für Systemknie- und knöchelgelenke aus Carbon
Abb.

Gewicht [g/cm]

SS5151-AL

Artikelnummer

Systemschiene für 12 mm Systemgelenke, gekröpft

Bezeichnung

265 x 15 x 4,6

1,6

18

SS5152-AL

Systemschiene für 14 mm Systemgelenke, gekröpft

300 x 18 x 4,9

1,9

19

SS5163-AL

Systemschiene für 16 mm Systemgelenke, gekröpft

450 x 20 x 5,9

2,6

20

SS5175-AL

Systemschiene für 20 mm Systemgelenke, gekröpft

530 x 26 x 6,93,8Materialien

Länge x Breite x Dicke [mm]

17

J12

Werkzeuge

Systemschienen und Systemanker

FIOR & GENTZ Werkzeuge

Katalogseiten Werkzeuge

Materialien

Abschnitt

ab Seite

Erstellung des Gipsnegativs

K2

Positionierung der Drehpunkte

K3

Werkzeuge für die parallele Ausrichtung der Systemknöchelgelenke und Zuordnung der Werkzeuge

K5

Werkzeuge für die parallele Ausrichtung der Systemkniegelenke/Systemgelenkschienen und Zuordnung der Werkzeuge

K7

Ersatzteile für Werkzeuge

K9

Weitere Werkzeuge

K11

Werkzeugkoffer

K13

K1

Erstellung des Gipsnegativs

Abb.

Systemschienen und Systemanker

h-Casth-Cast (Abb. 1)
Artikelnummer

Bezeichnung

1

WE3200h-Cast1a

WE3200-1/5

Deckplatte

1b

WE3200-1/4

Platte mit Zapfen, 5 mm

1c

WE3200-1/3

Platte mit Zapfen, 10 mm

1d

WE3200-1/2

Platte mit Zapfen, 20 mm

1e

WE3200-1/1

Grundplatte mit Zapfen

1a
1b
1c

Verwendungszweck: zur Ermittlung einer Absatzhöhen-/Beinlängendifferenz.

1d

Zur Positionierung des Patienten in einer physiologischen Stellung.

e-Cast im Koffer
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

2

WE3400e-Cast im Koffer

ET3400-T

Bediengerät

ET3410-WE

Sensor für den Oberschenkelbereich

2cET3420-WE

Sensor für den Unterschenkelbereich

2dET3430-WE

Sensor für den Fußbereich

2e

WZ2067-T08

Schraubendreher, Innensechsrund, T8 x 60 mm

2f

ET0710Kabel

2g

ET0780Netzteil2hET0830-2450*

3 x Batterien für e-Cast Sensoren*

ohne Abb.

KL4200

Klebepunkte zum Befestigen der Sensoren, 48 Stückohne Abb.

KL4601

Unterlegscheiben zur Drehpunktmarkierung,selbstklebend, 28 Stück

Werkzeuge

2a
2b

1e

e-Cast im Koffer (Abb. 2)
2a* Bei Nachbestellung des Artikels wird nur eine Batterie als Verkaufseinheit geliefert.

2b

2c

2d

Verwendungszweck: zur Überprüfung der Gelenkwinkel während der Erstellung desGipsnegativs

2e
Zubehörteile e-Cast
Abb.
2b, 2cund 2dArtikelnummer
ET3400-WE

Bezeichnung
e-Cast Sensorensatz zur Erstellung des Gipsnegativs

2f

2g

Materialien

2hK2

Positionierung der Drehpunkte
Kniegelenk: Die Positionierung des mechanischen Drehpunkts auf Kniehöhe wird über das ap-Maß vom Orthesen-Konfigurator errechnet.

Systemschienen und SystemankerÜber den Orthesen-Konfigurator lassen sich für Ihre geplante Orthese der exakte, anatomische Kompromissdrehpunkt nach Nietert P1 und der exakte, mechanische
Drehpunkt P berechnen. Wir empfehlen Ihnen, das Orthesenkniegelenk genau auf dem errechneten, mechanischen Drehpunkt P zu positionieren. Markieren Sie dazu
den Punkt P entsprechend unserer Arbeitstechnik auf dem Patientenbein. Später wird dann die Gipsjustierachse (siehe Katalogseite J4) am Gipsnegativ durch diesen
Punkt P gestochen.
Warum weicht der mechanische Drehpunkt P vom anatomischen Kompromissdrehpunkt nach Nietert P1 ab?
Bei Flexion und Extension bewegt sich der anatomische Drehpunkt durch die Roll- und Gleitbewegung des menschlichen Kniegelenks auf einer Polkurve. Deranatomische Kompromissdrehpunkt P1 stellt eine möglichst genaue Zentrierung der einzelnen Drehpunkte der Polkurve auf nur einen Punkt dar. Bei Patienten ohne
Beeinträchtigung der Muskelkraft ist es sinnvoll, die Achse des Orthesenkniegelenks auf dem anatomischen Kompromissdrehpunkt nach Nietert zu positionieren.
Bei Patienten mit insuffizienter knie- und hüftsichernder Muskulatur muss der Drehpunkt des Orthesenkniegelenks hinter dem anatomischen Kompromissdrehpunkt
liegen, um die mechanische Kniesicherung zu erhöhen. Wie weit der mechanische Drehpunkt hinter dem anatomischen Kompromissdrehpunkt liegt, hängt von dem
Grad der Insuffizienz der betroffenen Muskelgruppen ab. Aufgrund der Abweichung von der Polkurve muss der mechanische Drehpunkt ebenfalls weiter unten liegen,um die Verschiebung der Oberschenkelschale am Bein des Patienten nach oben und unten zu verringern.

50 %

x1

P1
P

x

Werkzeuge

50 %

y1

y

50 % 50 %P1 = anatomischer Kompromissdrehpunkt
P = mechanischer Drehpunkt
Bei optimaler Drehpunktpositionierung ist der Schienenverlauf durch die integrierte Rückverlagerung der Systemkniegelenke bei ca. 50 %.

Materialien

Bitte nutzen Sie unseren Orthesen-Konfigurator:

Position des mechanischen Drehpunktes auf Kniehöhe
bei Lähmungsorthesen
Der Orthesen-Konfigurator hat für Ihre geplante Orthese den exakten,
anatomischen Kompromissdrehpunkt nach Nietert P1 und den exakten,
mechanischen Drehpunkt P berechnet. Die errechneten Werte finden
Sie in der Tabelle unten. Wir empfehlen Ihnen, das Orthesenkniegelenk
genau auf diesem errechneten, mechanischen Drehpunkt zu positionieren.
Markieren Sie dazu den Punkt P entsprechend unserer Arbeitstechnik auf
dem Patientenbein. Später wird dann die Gipsjustierachse am Gipsnegativ
durch diesen Punkt P gestochen.
Warum weicht der mechanische Drehpunkt P vom anatomischen Kompromissdrehpunkt nach Nietert P1 ab?
Bei Flexion und Extension bewegt sich der anatomische Drehpunkt durch
die Roll- und Gleitbewegung des menschlichen Kniegelenkes auf einer
Polkurve. Der anatomische Kompromissdrehpunkt P1 stellt eine möglichst
genaue Zentrierung der einzelnen Drehpunkte der Polkurve auf nur einen
Punkt dar.

P1

x1
x

Bei Patienten ohne Beeinträchtigung der Muskelkraft ist es sinnvoll, die
Achse des Orthesenkniegelenkes auf dem anatomischen Kompromissdrehpunkt nach Nietert zu positionieren.

P

y1

y

Bei Patienten mit insuffizienter knie- und hüftsichernder Muskulaturmuss der Drehpunkt des Orthesenkniegelenkes hinter dem anatomischen
Kompromissdrehpunkt liegen, um die mechanische Kniesicherung zu
erhöhen. Wie weit der mechanische Drehpunkt hinter dem anatomischen
Kompromissdrehpunkt liegt, hängt von dem Grad der Insuffizienz der
betroffenen Muskelgruppen ab.
Aufgrund der Abweichung von der Polkurve muss der mechanische Drehpunkt ebenfalls weiter unten liegen, um die Verschiebung der Oberschenkelschale am Bein des Patienten nach oben und unten zu verringern.

P

Mechanischer Drehpunkt

P1 Anatomischer
Kompromissdrehpunkt

Patientendaten
Nachname

Körpergrößecm

Systembreitemm

Beinseite

Muskelstatus Hüftextension

anatomischer Kompromissdrehpunktnach Nietert (P1)

Muskelstatus Knieextension

ap-Maß

x1
y1

K3

Dorette-von-Stern-Straße 521337 Lüneburg (Deutschland)+49 4131 24445-0+49 4131 24445-57

mm

x

mm

y

mm

Hinweis: Damit der Drehpunkt exakt berechnet werden kann, ist die präzise Angabe der Patientendaten und insbesondere
des ap-Maßes notwendig.

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbHmmmm

mechanischer Drehpunkt (P)ww

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de

PR2501-DE-02/2018

VornamePositionierung der Drehpunkte
Knöchelgelenk: korrekte Positionierung des mechanischen Drehpunkts auf Knöchelhöhe nach der Studie von Isman/Inman*

Systemschienen und Systemanker

50 % 50 %Die mechanische Achse in Frontalebene wird auf Höhe des untersten Ends derFibula positioniert. Die mechanische Achse auf Knöchelhöhe ist mittig zum
Unterschenkel ausgerichtet und verläuft parallel zum Boden sowie rechtwinklig zur
Bewegungsrichtung unter Berücksichtigung der individuellen Außenrotation.
mechanischer Drehpunkt*	Isman RE, Inman VT (1969): Anthropometric Studies of the Human Foot andAnkle. Biomechanics Laboratory University of California.

Anatomische Achse auf Knöchelhöhe in Frontalebene(Isman und Inman, 1969)
In der empfohlenen Positionierung kreuzt die mechanische Achse
sämtliche funktionelle Achsen (anatomische Achse auf Knöchelhöheund Längsachse der Tibia). Eine ungewollte Verschiebung derOrthese sowie eine zusätzliche Belastung des Bandapparats werden
durch die Kompromissachse so gering wie möglich gehalten. Je
nach Schuhwerk kann es erforderlich sein, den Drehpunkt höher
zu positionieren. Dies kann zur Folge haben, dass die Funktion
des mechanischen Gelenks durch die entstehende Bewegung derOrthese beeinträchtigt wird.

Werkzeuge

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3

Gipsjustierachsen

Abb. 4in Verwendung

Gipsjustierachse (Abb. 1-2)
Abb.

Artikelnummer

1

JA1001

Gipsjustierachse 11 x 11 x 300 mm für 10 und 12 mm Systemknöchelgelenke

Bezeichnung

Stück

ME

2

JA1000

Gipsjustierachse 15 x 15 x 300 mm für alle 14, 16, 20 und 24 mm Systemgelenke sowie für 12 mm Systemkniegelenke

Stück

Verwendungszweck: Die Gipsjustierachse wird durch die am Gipsnegativ angezeichneten mechanischen Drehpunkte gestochen und dient als Platzhalter für den
Grundträger (siehe ab Katalogseite K5).

Abb.

Artikelnummer

3

WZ3000-32

Bezeichnung
Messschieber, Messbereich 0–320 mm

ME
Stück

Verwendungszweck: zur Ermittlung des ap-Maßes auf Kniehöhe

Messzirkel (Abb. 4)
Abb.

Artikelnummer

4

WZ3001-02

Bezeichnung
Messzirkel

ME
Stück

Verwendungszweck: zur Ermittlung der Schuhsohlendicke

K4

Materialien

Messschieber (Abb. 3)

Werkzeuge für die parallele Ausrichtung der Systemknöchelgelenke

Systemschienen und Systemanker

Grundträger und Gelenkaufnahmen

Materialien

Werkzeuge

1

K5

2

Zuordnung der Werkzeuge zu den Systemknöchelgelenken
Grundträger und Gelenkaufnahmen
Systemknöchelgelenke

Werkzeuge

Artikelnummern für Systembreite
12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

24 mm-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)

-

-

-

PE4000-LR--

Gelenkaufnahme (2)

-

-

-

PE1025-LR--

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)--PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)--PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)--PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)--PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Werkzeuge

Grundträger (1)Systemschienen und Systemanker

10 mm

PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1127-LR

Grundträger (1)PE1001-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)PE1010-01/LR

PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR-

Grundträger (1)

-

-

-

-

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)

-

-

-

-

PE1025-LR-

Grundträger (1)

-

-

-

-

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)

-

-

-

-

PE1025-LR-

Grundträger (1)-PE1001-LR

PE4000-LR

PE4000-LR

PE4000-LR-

Gelenkaufnahme (2)-PE1011-01/LR

PE1012-LR

PE1025-LR

PE1025-LR-

Materialien

Grundträger (1)K6Werkzeuge für die parallele Ausrichtung der Systemkniegelenke und Systemgelenkschienen

Systemschienen und Systemanker

Grundträger und Gelenkaufnahmen

2

Materialien

Werkzeuge

1

K7

3

Zuordnung der Werkzeuge zu den Systemkniegelenken und Systemgelenkschienen
Grundträger und Gelenkaufnahmen
Systemkniegelenke undSystemgelenkschienen

zero

Rastensperrfunktion

12 mm

14 mm

16 mm

20 mm

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1012-LR

PE1013-LR

PE1025-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)PE2000-LR-

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (2)PZ4100-LR-

PZ4100-LR

PZ3100-LR

PZ3100-LR

Grundträger (1)--PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)--PE1012-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

Grundträger (1)

-

-

-

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)

-

-

-

PE1015-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)

-

-

-

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)

-

-

-

PE1015-LR

PE1025-LR

Grundträger (1)

-

-

-

-

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)

-

-

-

-

PE1025-LR

Grundträger (1)--PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)--PE1012-LR

PE1013-LR

PE1015-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1121-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

PE1125-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1121-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

PE1125-LR

Grundträger (1)-PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)-PE1121-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

PE1125-LR

Grundträger (1)--PE2000-LR

PE2000-LR

PE2000-LR

Gelenkaufnahme (3)--PE1012-LR

PE1122-LR

PE1123-LR

Werkzeuge

Sperrfunktion

Artikelnummern für Systembreite
10 mm

Systemschienen und Systemanker

zero

Werkzeuge

Materialien

K8

Ersatzteile Werkzeuge
Grundträger (Abb. 1)
PE2000-LR

PE1001-LR

PE4000-LR

Systemschienen und Systemanker

1e

1a
1b

1c

1d

Grundträger (Abb. 1)
Werkzeug

PE1001-LR

Werkzeuge

PE2000-LR

PE4000-LR

Abb.

Bezeichnung

Artikelnummer

Menge

1a

Rundmaterial, Aluminium

RM0050-AL060

1

1bFlachkopfschraube mit Schlitz

SC2104-L04

1

1c

Vierkant: 11 x 11 x 20 mm

PE0102-02

1

1dPolyamidbuchse

BP0908-L05

11e

Gewindestift mit Innensechskant

SC9604-L04

1

1a

Rundmaterial, Aluminium

RM0120-AL10011bZylinderschraube mit Innensechskant

SC4005-L08

1

1c

Vierkant: 15 x 15 x 40 mm

PE0102-01

1

1dPolyamidbuchse

BP1210-L10

1

1e

Gewindestift mit Innensechskant

SC9606-L04ST

1

1a

Rundmaterial, Aluminium

RM0080-AL10011bZylinderschraube mit Innensechskant

SC4005-L08

1

1c

Vierkant: 15 x 15 x 30 mm

PE0102-00

1

1dPolyamidbuchse

BP1210-L10

1

1e

Gewindestift mit Innensechskant

SC9606-L04ST

1

Ersatzteile Rundmaterial
Artikelnummer

Materialien

RM0300-AL100

K9

Abb.
ohne Abb.

Bezeichnung
Rundmaterial, Aluminium, 300 mm Länge

ME
Stück

Ersatzteile Werkzeuge
Gelenkaufnahmen für
NEURO ACTIVE Systemgelenke/Systemgelenkschienen (Abb. 3)
PE1015-LR
PZ3100-LR
PZ4100-LR
PE1125-LR

Systemschienen und Systemanker

monozentrische Systemgelenke (Abb. 2)
PE1010-01/LR PE1011-01/LR PE1012-LR PE1013-LR
PE1025-LR
PE1121-LR
PE1122-LR PE1123-LR
PE1127-LR

3c
2a

3a

2b

3b

3d

Gelenkaufnahmen für monozentrische Systemgelenke (Abb. 2)
Werkzeug
PE1010-01/LR
PE1011-01/LR
PE1012-LR
PE1013-LR

PE1025-LR
PE1121-LR
PE1122-LR
PE1123-LR
PE1125-LR
PE1127-LR

Lieferumfang

Artikelnummer

Menge

2a

Gelenkaufnahme

PE0102-07

1

2bGelenkaufnahmeschraube

SC4034-L14/1

1

2a

Gelenkaufnahme

PE0102-08

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4034-L18/1

1

2a

Gelenkaufnahme

PE0102-10

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L13

1

2aGelenkaufnahme

PE0102-11

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L14

1

2aGelenkaufnahme

PE0102-11

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L15

1

2aGelenkaufnahme

PE0102-11

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L15/1

1

2a

Gelenkaufnahme

PE0102-09

1

2bGelenkaufnahmeschraube

SC4034-L18/1

1

2a

Gelenkaufnahme

PE0102-10

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L17

1

2aGelenkaufnahme

PE0102-11

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L20

1

2aGelenkaufnahme

PE0102-11

12bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L22/1

1

2a

Gelenkaufnahme

PE0102-1212bGelenkaufnahmeschraube

SC4035-L18

1

Werkzeuge

PE1015-LR

Abb.

Gelenkaufnahmen für NEURO ACTIVE Systemgelenke/Systemgelenkschienen (Abb. 3)
Werkzeug

PZ3100-LR

Lieferumfang

Artikelnummer

Menge

3a

Gelenkaufnahme

PZ03103b5° Flexionsanschlag

BK9051-F005

1
1

3c

Flachkopfschraube mit Schlitz

SC2103-L08

2

3d

Gelenkaufnahmeschraube

SC4048-L16

2

3aGelenkaufnahme

PZ04101ohne Abb.

0° Flexionsanschlag

KS9402-F000

13b5° Flexionsanschlag

KS9402-F005

1

3c

Flachkopfschraube mit Schlitz

SC2103-L05

2

3d

Gelenkaufnahmeschraube

SC4038-L16

2

Materialien

PZ4100-LR

Abb.

K10

Systemschienen und Systemanker

Werkzeuge

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3Abb. 4

Abb. 5

Probierschrauben mit Rändelmutter (Abb. 1)
Artikelnummer
PS2000-010

BezeichnungME

10 x Probierschrauben mit Rändelmutter (Schraube M3 x 20)

Pack

Verwendungszweck: zum Verschrauben von Bändern und Systemschienen zur Erstellung einer anprobefertigen Orthese

Reibahle (Abb. 2)
Artikelnummer
WZ1225-070

BezeichnungME

Reibahle 7,0 mm, H7

Stück

WZ1225-080

Reibahle 8,0 mm, H7

Stück

WZ1225-096

Reibahle 9,6 mm, H7

Stück

WZ1225-105

Reibahle 10,5 mm, H7

Stück

WZ1225-115

Reibahle 11,5 mm, H7

Stück

WZ1225-130

Reibahle 13 mm, H7

Stück

WZ1225-150

Reibahle 15 mm, H7

Stück

Verwendungszweck: zum Aufreiben der Splintbolzenbohrung, damit eine Reparaturbuchse eingesetzt werden kannWerkzeuge

Deckplattenmontagehilfe (Abb. 3)
Artikelnummer
WE9303-SF

BezeichnungME

Deckplattenmontagehilfe für NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenk, 16 und 20 mm Systembreite

Stück

Verwendungszweck: zum leichteren Spannen der Druckfeder der Funktionseinheit bei der Montage des NEURO VARIO-SPRING Systemknöchelgelenks

Gleitscheibenzentrierdorn (Abb. 4)
Artikelnummer
WE5500BezeichnungME

Gleitscheibenzentrierdorn für NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenk, NEURO CLASSIC Carbon Systemknöchelgelenk,
NEURO LOCK Carbon und NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenk

Stück

Verwendungszweck: zum Positionieren der Gleitscheiben bei der Montage des NEURO SWING Carbon Systemknöchelgelenks, des NEURO CLASSIC Carbon
Systemknöchelgelenks, des NEURO LOCK Carbon und des NEURO CLASSIC Carbon Systemkniegelenks

Montage-/Gießdummy für Systemfußbügel (Abb. 5)
Artikelnummer für Systembreite
14 mm

16 mm

SF0912-1

SF0913-1

20 mm
SF0915-1

BezeichnungME

Montage-/Gießdummy für Systemfußbügel

Stück

Verwendungszweck: zum Positionieren des Systemfußbügels bei der Anfertigung eines neuen Fußteils bzw. beim Austausch des Systemfußbügels. Dank desMontage/-Gießdummys ist dabei keine neue Orthesenanfertigung erforderlich, weil er das Gelenkoberteil ersetzt.

Justierlehre

MaterialienAbb.

Justierlehre (Abb. 6)
Artikelnummer

Bezeichnung

6

PS1000Justierlehre

6aPS0102

Zentrierschraube

6b

PS0101

Führungsbuchse

6cPS0100-L060

Ausrichtstäbchen, Länge: 60 mm

6d

PS0100-L090

Ausrichtstäbchen, Länge: 90 mm

6e

PS0100-L120

Ausrichtstäbchen, Länge: 120 mm

6a6bVerwendungszweck: zur Kontrolle der parallelen Ausrichtung von Systemknie- und -knöchelgelenken sowie Systemfußbügeln an Orthesen

K11

6c

6d

6e

Werkzeuge

Abb. 8Abb. 9Abb. 10

Abb. 11Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Bohrschablone (Abb. 7)
Artikelnummer
BS1000BezeichnungME

Bohrschablone für alle Systembreiten

Stück

Systemschienen und Systemanker

Abb. 7Verwendungszweck: zum präzisen Bohren von Löchern in Systemschienen aller Systembreiten (Systemschienen siehe ab Katalogseite J1)

Easy Cutter (Abb. 8)
Artikelnummer
WZ8083-01

BezeichnungME

Elektrische Schere zum Schneiden von Aramid- und Carbonfasern

Stück

Ersatzteile Easy Cutter
Artikelnummer
WZ8083-01/1

BezeichnungME

Schneidkopf für Elektrische Schere Easy Cutter

Stück

Verwendungszweck: zum präzisen Schneiden von Kurven und geraden Schnitten bei technischen und synthetischen sowie natürlichen Materialien (Materialien sieheab Katalogseite L1)

Innensechsrundschlüssel (Abb. 9-15)
Artikelnummer

9

WZ5114-T06

BezeichnungME

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T6

Stück

10

WZ5114-T08

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T8

Stück

11

WZ5114-T10

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T10

Stück

12

WZ5114-T15

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T15

Stück

13

WZ5114-T20

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T20

Stück

14

WZ5114-T25

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T25

Stück

15

WZ5114-T30

Innensechsrundschlüssel, T-Griff, T30

Stück

Werkzeuge

Abb.

Verwendungszweck: zum Ein- und Ausdrehen von Innensechsrundschrauben

Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher (Abb. 16-17)
Abb.

Artikelnummer

16

WZ5112-3010

Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3 x 100 mm

Bezeichnung

Stück

ME

16

WZ5112-4010

Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 4 x 100 mm

Stück

17

WZ5112-5010

Innensechskant-Kugelkopfschraubendreher, 5 x 100 mm

Stück

Verwendungszweck: zum Ein- und Ausdrehen der Aufbaueinstellschraube

Drehmomentschraubendreher im Koffer (Abb. 18)

Drehmomentschraubendreher im Koffer
Abb.

Artikelnummer

18

WZ550018a-

Bezeichnung
Drehmomentschraubendreher im Koffer mit 7 Bits
Drehmomentschraubendreher, 1-6 Nm

WZ5600-I30

Bit, Innensechskant, 3 mm, 25 mm lang, für M5 Schrauben

18c

WZ5600-I40

18d

WZ5604-T10

18e

WZ5604-T15

18f

WZ5604-T20

18g

WZ5604-T25

18h

WZ5604-T30

Bit, Innensechskant, 4 mm, 25 mm lang, für M6 Schrauben
Bit, Innensechsrund, TX10, 25 mm lang,für M3 Schrauben und für Pressschraube* 10 mm
Bit, Innensechsrund, TX15, 25 mm lang, für M4 Schrauben
Bit, Innensechsrund, TX20, 25 mm lang,für M5/M6 Schrauben und für Pressschraube* 12 mm
Bit, Innensechsrund, TX25, 25mm lang,nur für Pressschraube* 14/16/20 mm
Bit, Innensechsrund, TX30, 25 mm lang, für M6 Schrauben* NEURO CLASSIC-SPRING, NEURO CLASSIC-SWING, NEURO VARIO-CLASSIC 2, NEURO VARIO 2, NEURO VARIO-SPRING 2,
NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING-CLASSIC, NEURO SWING, NEURO SWING 2 und NEURO HiSWING

18a

18b
18c
18d

18e 18f 18g 18h

Verwendungszweck: zum Anziehen von Schrauben mit einem definierten Drehmoment

K12

Materialien18b

Werkzeugkoffer

Systemschienen und Systemanker

Werkzeugkoffer (Abb. 1)

1e
1d

1g

1i

1f

1h

1l 1n
1k 1m

1j

1a
1o

1/Y
7/C
2/Z

1b

8/C
2/A

1p
4/B

9/C

1c
5/C

10/B

Werkzeuge

1q
6/C

1r

11/D

1x

1s
1t
1u
1v

Materialien

1w

K13

1y

Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer
Abb.

Art.-Nr.

Bezeichnung

Menge Katalogseite

WK1000Werkzeugkoffer komplett, gefüllt mit Werkzeugen

1-

WK1000-0

Werkzeugkoffer mit leeren Schaumstoffeinlegeböden zur eigenen Befüllung

1

-

1a

PZ4100-LR

Gelenkaufnahmen für 10 und 14 mm NEURO ACTIVE Systemgelenke/Systemgelenkschienen
sowie Gelenkschienen mit Zahnsegmenten*, 16 mm Achsabstand

2

K10
-

1b

PZ3100-LR

Gelenkaufnahmen für 16 und 20 mm NEURO ACTIVE Systemgelenke/Systemgelenkschienen

2

K10

1c

PZ2100-LR

Gelenkaufnahmen für Gelenkschienen mit Zahnsegmenten*, 22 mm Achsabstand

2

-

1d

PE1010-01/LR

Gelenkaufnahmen für alle 10 mm Systemknöchelgelenke (Laserbeschriftung: 1/Y)

2

1ePE1011-01/LR

Gelenkaufnahmen für alle 12 mm Systemknöchelgelenke (Laserbeschriftung: 2/Z)

2

1f

PE1121-LR

Gelenkaufnahmen für 12 mm NEURO FLEX MAX und NEURO LOCK MAX (Laserbeschriftung: 2/A)

2

1g

PE1012-LR

Gelenkaufnahmen für alle 14 mm Systemknöchelgelenke sowie für die Systemkniegelenke 12 mm
NEURO CLASSIC zero, NEURO VARIO zero, NEURO CLASSIC, NEURO VARIO, NEURO VARIO 2 und NEUROVARIO-SWING und 14 mm NEURO CLASSIC Carbon, NEURO LOCKund NEURO LOCK Carbon (Laserbeschriftung: 4/B)

41hPE1013-LR

Gelenkaufnahmen für alle 16 mm Systemknöchelgelenke, außer 16 mm NEURO SWING Carbon sowie für die
Systemkniegelenke 14 mm NEURO CLASSIC zero, NEURO VARIO zero, NEURO CLASSIC, NEURO VARIO,NEURO VARIO 2 und NEURO VARIO-SWING und 16 mm NEURO LOCK (Laserbeschriftung: 5/C)

4

1i

PE1015-LR

Gelenkaufnahmen für 16 mm NEURO MATIC und NEURO TRONIC sowie 20 mm NEURO LOCK
(Laserbeschriftung: 6/C)

2

1j

PE1025-LR

Gelenkaufnahmen für alle 20 mm Systemknöchelgelenke und 16 mm NEURO SWING Carbon und NEURO
CLASSIC Carbon, für die Systemkniegelenke 20 mm NEURO MATIC, NEURO TRONIC und NEURO HiTRONIC
sowie 16 und 20 mm NEURO CLASSIC zero, NEURO VARIO zero, NEURO CLASSIC, NEURO VARIO, NEUROVARIO 2 und NEURO VARIO-SWING (Laserbeschriftung: 7/C)

4

1k

PE1125-LR

Gelenkaufnahmen für 20 mm NEURO FLEX MAX und NEUR LOCK MAX (Laserbeschriftung: 8/C)

2

1l

PE1123-LR

Gelenkaufnahmen für 16 mm NEURO FLEX MAX und NEURO LOCK MAX sowie 20 mm NEURO LOCK Carbon
und NEURO CLASSIC Carbon (Laserbeschriftung: 9/C)

2

1m

PE1122-LR

Gelenkaufnahmen für 14 mm NEURO FLEX MAX und NEURO LOCK MAX sowie
16 mm NEURO CLASSIC Carbon und NEURO LOCK Carbon (Laserbeschriftung: 10/B)

21nPE1127-LR

Gelenkaufnahmen für 24 mm NEURO SWING (Laserbeschriftung: 11/D)

2

1o

PE4000-LR

Grundträger, Modelltechnik, Vierkant: 15 x 15 x 30 mm für alle 14, 16, 20 und 24 mm Systemknöchelgelenke21p

PE2000-LR

Grundträger, Modelltechnik, Vierkant: 15 x 15 x 40 mm für alle Systemkniegelenke

2

1q

PE1001-LR

Grundträger, Modelltechnik, Vierkant: 11 x 11 x 20 mm für alle 10 und 12 mm Systemknöchelgelenke

2

PS1000Justierlehre

1

JA1001

Gipsjustierachse 11 x 11 x 300 mm für alle 10 und 12 mm Systemknöchelgelenke

1

1t

JA1000

Gipsjustierachse 15 x 15 x 300 mm für alle 14, 16, 20 und 24 mm Systemknöchelgelenke/-kniegelenkesowie für 12 mm Systemkniegelenke

2

1u

RM0300-AL060

Rundmaterial, Aluminium, 6 x 300 mm

11v

RM0300-AL100

Rundmaterial, Aluminium, 10 x 300 mm

1

K10

K9

Werkzeuge

1r
1s

K13

Systemschienen und Systemanker

1

K11
K4

K9

1w

PS2000-010

Probierschrauben mit Rändelmutter

10

K11

1x

BS1000Bohrschablone

1

K12

1y

WE9303-SF

Deckplattenmontagehilfe für Systemknöchelgelenke mit Fußheberfunktion, 16 und 20 mm Systembreite

1

K11* Gelenkschienen mit Zahnsegmenten finden Sie in unserem Produktkatalog Gelenkschienen für Knieorthesen.
Verwendungszweck: Die im Werkzeugkoffer enthaltenen Werkzeuge dienen u. a. dem parallelen Verarbeiten von FIOR & GENTZ Systemgelenken.
Detailinformationen zu den einzelnen Werkzeugen finden Sie auf den jeweiligen Katalogseiten.
Der Werkzeugkoffer mit leeren Schaumstoffeinlegeböden kann zum sortierten Ablegen von bereits gekauften FIOR & GENTZ Werkzeugen genutzt werden.

Materialien

K14

Materialien

Systemschienen und Systemanker

Materialien für Einguss-/Prepregtechnik

Anker-Einguss-/
Prepregtechnik

Gelenk-Einguss-/
Prepregtechnik

Klettgurte, Umlenkschlaufen
und Gurtpolster
ab Seite L13

Polstermaterialien
Seite L11

Werkzeuge

Epoxidharz und Härter
Seite L5

Armierungsmaterialienab Seite L7

Materialien

Isolierwachs für Gießharzarbeiten
Seite L4

Laufsohlenmaterial
Seite L15

Farbpasten
Seite L5

Weitere Informationen finden Sie unter www.fior-gentz.de.

L1

Materialien
Materialien für Schienen-Schalen-Technik

Systemschienen und Systemanker

Schienen-Schalen-Technik

Kleber AGOMET® F330
Seite L5

Kleber LOCTITE® 638
Seite L6

Werkzeuge

Kleber LOCTITE® 243
Seite L6CTC BIDIREKTIONAL
Carbonfaserplatten Seite L9
Carbonfaserband-Zuschnitte Seite L10

Materialien

Kleber AGOMET® F330
Seite L5CTS GESTRICK
Carbonfaserplatten
Seite L9

Weitere Informationen finden Sie unter www.fior-gentz.de.

L2

Systemschienen und Systemanker

Materialien für die Erstellung des Gipsnegativs und Testschalenmaterial

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3Abb. 4

Kompressionsfolie (Abb. 1)
Artikelnummer
KL9010Bezeichnung

Länge [m]Breite [cm]Folienstärke [mm]

ME

300

10

0,01

Rolle

Kompressionsfolie, transparent

Verwendungszweck: zur Kompression und Isolierung der Extremitäten sowie als Haftgrundlage für die Klebepunkte der e-Cast Sensoren bei der Erstellung desGipsnegativs

Aufschneidehilfe (Abb. 2)

Werkzeuge

Artikelnummer
KL9050Bezeichnung
Aufschneidehilfe aus Silikon, transparent

Länge [cm]Durchmesser [mm]

ME

120

12

Stück

Verwendungszweck: zum leichteren Aufschneiden und Entfernen des Gipsnegativs vom Patientenbein mit einer Schere

Testschalenmaterial (Abb. 3)
Artikelnummer
PL1086-5/02

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]ME

1250 x 600 x 5

PlatteTestschalenmaterial, Vivak

Verwendungszweck: zur Herstellung von Testschalen
Materialeigenschaften: thermoplastisch verformbares Material, das direkt auf dem feuchten Gips verarbeitet werden kann, transparent ist und eine hohe
Steifigkeit besitzt
Hinweise: Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt bei 160 °C. Je nach Beschaffenheit des Ofens oder der Heizplatte kann es während des Erwärmens desMaterials zu einer Bläschenbildung kommen.
kein messbarer Schrumpf

Flachsseil (Abb. 4)
Artikelnummer
KL9031-06/20

Bezeichnung
Flachsseil

Materialien

Verwendungszweck: zur Gestaltung des Kantenverlaufs der Orthese auf dem Gipspositiv

L3

Länge [m]Durchmesser [mm]

ME

20

5

Rolle

Materialien für die Eingusstechnik – Kleben und Isolieren

Systemschienen und Systemanker

Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7

Abb. 8Abb. 9Abb. 10

CA-Aktivator (Abb. 5)
Artikelnummer
KL2900Bezeichnung
CA-Aktivator, Spray für Klebstoffe

Inhalt [ml]

ME

150

Dose

Verwendungszweck: zum Beschleunigen der Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen

Sekundenkleber (Abb. 6-7)
Artikelnummer

Inhalt [g]ME

6KL2100*

Sekundenkleber auf Ethyl-Cyanacrylat-Basis, niedrigviskos

Bezeichnung

20

Flasche

7

KL2101**

Sekundenkleber auf Ethyl-Cyanacrylat-Basis, mittelviskos

20

FlascheVerwendungszweck: zum Verkleben von Materialien mit geringem (* z. B. Verklebung des Schubdrahts NEURO MATIC mit dem Bolzen des NEURO VARIO-SPRING)
oder mittelgroßem (** z. B. Verklebung von Profilkern und Systemanker für die Einguss-/Prepregtechnik) Fügespalt

Werkzeuge

Abb.

Isolierwachs (Abb. 8)
Artikelnummer
WA1000Bezeichnung
Isolierwachs für Gießharzarbeiten

Inhalt [g]

ME

425

Dose

Verwendungszweck: zum Abdichten von Hohlräumen, Spalten und Öffnungen bei Gießharzarbeiten.
Lässt sich sehr leicht nach Erwärmung mit Pressluft wieder entfernen.

Sprühkleber (Abb. 9)
Artikelnummer
KL6030Bezeichnung
3M Super 77 Sprühkleber

Inhalt [ml]

ME

500

Dose

Verwendungszweck: zum Fixieren von Armierungslagen

Klebstoff-Film ohne Träger (Abb. 10)
Artikelnummer

Breite [mm]ME

Klebstoff-Film ohne Träger

Bezeichnung

55

6

Rolle

KL4050-12

Klebstoff-Film ohne Träger

55

12

Rolle

Verwendungszweck: zur Fixierung von Schnittkanten und zum Anbringen von Armierungslagen

L4

Materialien

Länge [m]KL4050-06

Systemschienen und Systemanker

Materialien für die Eingusstechnik – Gießen und Sichern

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3Abb. 4

Abb. 5Set Epoxidharz und Härter (Abb. 1)

Werkzeuge

Abb.

Bezeichnung

Inhalt-KL1201

Artikelnummer

Set aus Epoxidharz und Härter

1 kg Harz und 0,19 kg Härter

Set-

KL1201-0

Epoxidharz

1 kg Harz

Dose

KL1201-H

Härter0,19 kg Härter

Dose

1

KL1202

Set aus Epoxidharz und Härter

5 kg Harz und 0,95 kg Härter

Set

1

KL1202-0

Epoxidharz

5 kg Harz

Dose

1

KL1202-H

Härter0,95 kg Härter

Dose

Verwendungszweck: zum Laminieren von OrthesenME

speziell auf unsere Materialien abgestimmt und getestet

Materialeigenschaften: Die Verklebung lässt nach dem Aushärten
keine thermoplastische Verformung zu.

Farbpasten (Abb. 2)
Inhalt [g]ME

KL1910Artikelnummer

Farbpaste für Epoxidharz, blau

Bezeichnung

250

Dose

KL1911

Farbpaste für Epoxidharz, schwarz

250

Dose

KL1912

Farbpaste für Epoxidharz, weiß

250

Dose

KL1913

Farbpaste für Epoxidharz, gelb

250

Dose

KL1914

Farbpaste für Epoxidharz, orange

250

Dose

KL1915

Farbpaste für Epoxidharz, rot

250

Dose

KL1916

Farbpaste für Epoxidharz, grün

250

Dose

Verwendungszweck: zum Einfärben von Epoxidharzen
Materialeigenschaften: zur individuellen Gestaltung von Gießharzorthesen. Die verschiedenen Farben sind miteinander kombinierbar.
Der Farbanteil in der Farb-Epoxidharz-Mischung sollte bei 2-5 % liegen und 5 % nicht übersteigen.

Kleber AGOMET® F330 (Abb. 3)
Artikelnummer
KL1100Bezeichnung
Kleber, AGOMET® F330

Set AGOMET® F330
Inhalt [g]

ME

800

Dose

Inhalt [g]

ME

30

Tube

Materialien

Härter AGOMET® F330 (Abb. 4)
Artikelnummer
KL1100-H

Bezeichnung
Härter, AGOMET® F330

Abb. Artikelnummer-

KL1101

Bezeichnung
Set aus Kleber und Härterpulver,
AGOMET® F330

Inhalt [g]

ME

5

Dose

Verwendungszweck: zum Verkleben von CTC und CTS Materialien miteinander
sowie mit Metallen
Materialeigenschaften: Die Verklebung lässt nach dem Aushärten
keine thermoplastische Verformung zu.

Klebstoff-Set (Abb. 5)
Artikelnummer
KL1110Bezeichnung
Set 2-Komponenten-Klebstoff und Primer

Inhaltje 2,5 mg Klebstoffkomponente A und B, 2,5 ml Primer,
Wattestäbchen zum Auftragen des Primers

Verwendungszweck: zum Einkleben der Systemanker für wasserfeste Systemgelenke aus Carbon sowie der Aufnahme für Kabelzughalter und derHebelverlängerung für das NEURO LOCK Carbon Systemkniegelenk

L5

ME
Tube

Materialien für die Eingusstechnik – Sichern und Fetten

Systemschienen und Systemanker

Abb. 5aAbb. 6

Abb. 7

Abb. 8Abb. 9Abb. 10

Abb. 11

Mischrohr für 2-Komponenten-Klebstoff (Abb. 5a)
Artikelnummer
KL1110-M/0

BezeichnungME

Mischrohr für 2-Komponenten-Klebstoff

Stück

Verwendungszweck: zum Vermischen der Klebstoffkomponenten bei der Montage wasserfester Systemgelenke

Orthesengelenkfett (Abb. 6)
Artikelnummer
FT1000Bezeichnung
Orthesengelenkfett

Inhalt [g]

ME

3

Tube

Orthesengelenkfett für Gelenke mit Zahnsegmenten (Abb. 7)
Artikelnummer
FT2000Bezeichnung
Orthesengelenkfett für Gelenke mit Zahnsegmenten

Inhalt [g]

ME

3

Tube

Werkzeuge

Verwendungszweck: zum Fetten der Systembauteile

Verwendungszweck: zum Fetten der Zwischenräume von Zahnsegmenten

Sprühöl (Abb. 8)
Artikelnummer
FT3000-15

Bezeichnung
Sprühöl

Inhalt [ml]

ME

150

Dose

Verwendungszweck: zum Fetten der Federeinheiten aller Systemknöchel- und Systemkniegelenke der NEURO SWING Produktreihe (außer NEURO SWING Carbon)
im Rahmen der Wartungsarbeiten

Kleber LOCTITE® 243 (Abb. 9)
Artikelnummer
KL2000Bezeichnung
Kleber, LOCTITE® 243

Inhalt [ml]

ME

5

Tube

Verwendungszweck: für mittelfeste Schraubensicherungen

Kleber LOCTITE® 638 (Abb. 10)
Artikelnummer
KL2020Bezeichnung
Kleber, LOCTITE® 638

Inhalt [ml]

ME

10

Tube

Verwendungszweck: zum Verkleben von Materialien mit einem Fügespalt von bis zu 0,25 mm. Verhindert selbstständiges Lösen durch Stöße und Vibrationen.

Artikelnummer
WZ7063

Bezeichnung
Schnellreiniger, LOCTITE® SF 7063

Inhalt [ml]

ME

400

Dose

Verwendungszweck: zum rückstandsfreien Entfernen von Isolierwachs auf allen Oberflächen und zur Reinigung von Oberflächen in Vorbereitung auf das Verkleben
von Materialien

L6

Materialien

Schnellreiniger LOCTITE® SF 7063 (Abb. 11)

Systemschienen und Systemanker

Materialien für die Eingusstechnik – Armieren

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3Abb. 4

Profilkerne (Abb. 1)
Artikelnummer
VP2012-L200

BezeichnungME

200 x 0,9 x 0,3

Stück

VP2021-L200

Profilkern aus PVC für 12 mm Systemgelenke

200 x 1,1 x 0,3

Stück

VP2022-L200

Profilkern aus PVC für 14 mm Systemgelenke

200 x 1,3 x 0,3

Stück

VP2032-L200

Profilkern aus PVC für 16 mm Systemgelenke

200 x 1,5 x 0,3

Stück

VP2033-L200

Profilkern aus PVC für 20 mm Systemgelenke

200 x 1,9 x 0,4

Stück

Verwendungszweck: zur Herstellung von Versteifungsprofilen in Laminaten

Werkzeuge

Länge x Breite x Dicke [cm]Profilkern aus PVC für 10 mm Systemgelenke

auf unsere Systembreiten abgestimmt

PA-Armierungsstrümpfe (Abb. 2)
Artikelnummer
VP8030-L110

Bezeichnung
10 x PA-Armierungsstrümpfe mit offener Spitze, weiß

Länge [cm]

ME

110

Pack

Verwendungszweck: zur abschließenden Fixierung der Armierungslagen unter der PVA-Folie
Materialeigenschaften: Nylonstrumpf aus Endlosgestrick, in vorgegebener Länge, mit guten Gleiteigenschaften für PVA-Folien und hoher Durchlässigkeit fürGießharze; nach dem Gießen transparent

PVA-Folienschläuche (Abb. 3)
Länge x Breite [cm]Umfang [cm]Folienstärke [mm]ME

KL9630Artikelnummer

10 x PVA-Folienschläuche

Bezeichnung

100 x 15

30

0,1

Pack

KL963510 x PVA-Folienschläuche

100 x 18

35

0,1

Pack

KL964010 x PVA-Folienschläuche

100 x 20

40

0,1

Pack

KL973510 x PVA-Folienschläuche

130 x 18

35

0,1

Pack

KL974510 x PVA-Folienschläuche

130 x 23

45

0,1

Pack

KL975510 x PVA-Folienschläuche

130 x 28

55

0,1

Pack

KL976510 x PVA-Folienschläuche

130 x 33

65

0,1

Pack

Materialien

Verwendungszweck: für Einguss- und Prepregtechnik

extra stark und reißfest

Carbonfaser-Flechtschläuche (Abb. 4)
Länge [m]Breite [mm]ME

VP1033-L1000

Artikelnummer

Carbonfaser-Flechtschlauch für 10 und 12 mm Systemgelenke

Bezeichnung

10

12

Rolle

VP1034-L1000

Carbonfaser-Flechtschlauch für 14, 16 und 20 mm Systemgelenke

10

18

Rolle

Verwendungszweck: zur Herstellung von Versteifungsprofilen in Laminaten

L7

auf unsere Systembreiten abgestimmt

Materialien für die Eingusstechnik – Armieren

Systemschienen und Systemanker

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8Abb. 9Abb. 10

Aramidfaser-Roving (Abb. 5)
Artikelnummer
VP3208-L2000

Bezeichnung
Aramidfaser-Roving

Länge [m]Breite [mm]Grammatur [g/m2]

ME

20

0,14

805

Rolle

Bindung

Länge x Breite [m]Grammatur [g/m2]

ME

Verwendungszweck: zum Vernähen von Systemankern und Versteifungsprofilen

Carbonfasergewebe (Abb. 6)
Artikelnummer

Bezeichnung

VP5202-10020

Carbonfasergewebe, bidirektional

Köper 2/2

2x1

204

Rolle

VP5202-10050

Carbonfasergewebe, bidirektional

Köper 2/2

5x1

204

Rolle

zur Verwendung mit unserem Klebstoff-Film ohne Träger

Aramidfasergewebe (Abb. 7)
Artikelnummer
VP5221-10020

Bezeichnung

Bindung

Aramidfasergewebe, bidirektional

Köper 2/2

Länge x Breite [m]Grammatur [g/m2]

ME

2x1

170

Rolle

Werkzeuge

Verwendungszweck: zur Herstellung von großflächigen Versteifungen in Laminaten

Verwendungszweck: zur Herstellung von flexiblen Bereichen innerhalb einer Gießharzorthese, z. B. für ein langes teilflexibles Fußteil oder eine flexibel gestaltete
proximale Versteifung am Oberschenkel (Sitzfläche)Carbonfaserband (Abb. 8)
Länge [m]Breite [mm]Grammatur [g/m2]

ME

VP4305-L1000

Artikelnummer

Carbonfaserband, unidirektional

Bezeichnung

10

50

250

Rolle

VP4305-L2000

Carbonfaserband, unidirektional

20

50

250

Rolle

VP4310-L1000

Carbonfaserband, unidirektional

10

100

250

Rolle

VP4310-L2000

Carbonfaserband, unidirektional

20

100

250

Rolle

Verwendungszweck: zur Herstellung von partiellen Versteifungen in Laminaten

Fertigarmierung (Abb. 9–10)
Abb.

Länge x Breite x Dicke [cm]ME

9

VP1226-L120

Artikelnummer

Fertigarmierung mit Wabenkern

Bezeichnung

120 x 1,4 x 0,7

Stück

10

VP1237-L120

Fertigarmierung mit Wabenkern

120 x 1,6 x 0,9

Stück

Verwendungszweck: zur Herstellung von Versteifungsprofilen in Laminaten

Materialien

Materialeigenschaften Fertigarmierung
Lagenaufbau Standard-Ausführung (VP1226-L120)

Lagenaufbau verstärkte Ausführung (VP1237-L120)

1 x Wabenkern

1 x Wabenkern

1 x Lage Carbon-Glas

2 x Lagen Carbon-Glas

1 x Lage Carbon-Kevlar

1 x Lage Carbon-Kevlar

2 x Lagen Carbon

2 x Lagen Carbon

L8

Systemschienen und Systemanker

Materialien für die Schienen-Schalen-Technik

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3CTS GESTRICK (Abb. 1)
Artikelnummer

Werkzeuge

PL1456-S

Bezeichnung
Carbonfaserplatte

Länge x Breite [mm]Stärke [mm]ME

500 x 500

1,9

PlattePL1456-M

Carbonfaserplatte

500 x 500

2,3

PlattePL1456-H

Carbonfaserplatte

500 x 500

3,2

PlattePL1456-XH

Carbonfaserplatte

500 x 500

4,0

PlatteVerwendungszweck: für die Herstellung von Erzeugnissen, die primär inMaterialeigenschaften: CTS GESTRICK bietet eine hohe 3D-Verformbarkeit,

3D-Richtung verformt werden, wie z. B. kurzsohlige Fußteile (schwacheda die Carbonfaserlagen als Gestrick in die Matrix eingebettet sind. Punktuelle

bis mittlere Belastung), Versteifungen, kurzsohlige Maßeinlagen mit/ohne

Formkorrekturen sind mittels Heißluftgebläse möglich, da sich die Carbonfasern

Fersenfassung, Hülsen für Orthesen u. v. m.

im Gestrick noch strecken und stauchen lassen. Durch die Acrylmatrix lassen

Nicht empfohlen für: langsohlige Einlagen oder langsohlige Fußschalensich die Kanten hervorragend beschleifen und polieren. CTS GESTRICK ist

sowie stark belastete Bereiche mit Kraftwirkung in eine Richtung

verklebbar mit Metall, Leder und diversen Kunststoffen.

Hinweis: Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt bei ca.160 °C.

Temperaturstift (Abb. 2)
Artikelnummer

Bezeichnung

ME

ZM1001

Temperaturstift 160 °C

Stück

ZM1000Temperaturstift 175 °C

Stück

Verwendungszweck: zum Signalisieren der korrekten Verarbeitungstemperatur
des CTS bzw. CTC Materials

CTC BIDIREKTIONAL (Abb. 3)
Artikelnummer

Materialien

Länge x Breite [mm]Stärke [mm]ME

PL1206-XS

Carbonfaserplatte

Bezeichnung

500 x 500

0,8

PlattePL1232-S

Carbonfaserplatte

500 x 500

1,0

PlattePL1206-M

Carbonfaserplatte

500 x 500

1,2

PlattePL1246-H

Carbonfaserplatte

500 x 500

2,3

PlattePL1246-XH

Carbonfaserplatte

500 x 500

3,0

PlattePL1246-XXH

Carbonfaserplatte

500 x 500

3,7

PlatteVerwendungszweck: für die Herstellung von Erzeugnissen, die primär

Materialeigenschaften: CTC BIDIREKTIONAL bietet einen guten Kompromiss

in 2D-Richtung verformt werden müssen, wie z. B. Profilverstärkungenzwischen Festigkeit/Steifigkeit und 2D-Verformbarkeit. Der Faseranteil

u. v. m.

ist mit 55 % sehr hoch. Es weist eine hohe Biegesteifigkeit bei 0° und

Nicht empfohlen für: mittlere bis starke 3D-Verformungen, wie z. B.

90° Faserorientierung auf sowie eine hohe Torsionssteifigkeit bei 45°

Fußteile mit hoher Fersenfassung

Faserorientierung. Bei der Verarbeitung ist es frei von unangenehmen

Hinweis: Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt bei ca.175 °C.

Gerüchen.
Die Steifigkeit und das Verformungsverhalten lassen sich durch die
Faserorientierung eines Zuschnittes beeinflussen. Die Faserorientierung der
CTC Platten kann durch Auflegen einer entsprechenden Schablone bestimmt
werden. Dagegen ist die Faserorientierung der CTC Bänderzuschnitte mit 45°
vorkonfektioniert.

L9

Materialien für die Schienen-Schalen-Technik

Systemschienen und Systemanker

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8Abb. 9Abb. 10

Abb. 11

CTC BIDIREKTIONAL
Abb.

Artikelnummer

4

PL1230-S

Bezeichnung

Einsatzgebiet

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Unterschenkelband

Länge x Breite [mm]Stärke [mm]ME

150 x 80

1,0Platte4

PL1200-M

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Unterschenkelband

150 x 80

1,2

Platte5PL1231-S

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres/oberes Unterschenkelband

200 x 80

1,0Platte5

PL1201-M

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres/oberes Unterschenkelband

200 x 80

1,2

Platte6PL1202-M

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Unterschenkelband

250 x 80

1,2

PlattePL1240-H

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Unterschenkelband

250 x 80

2,3

PlattePL1240-XH

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Unterschenkelband

250 x 80

3,0Platte7

PL1203-M

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Unterschenkelband/unteresOberschenkelband

300 x 80

1,2

Platte7

PL1241-H

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Unterschenkelband/unteresOberschenkelband

300 x 80

2,3

Platte7

PL1241-XH

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Unterschenkelband/unteresOberschenkelband

300 x 80

3,0PlattePlatte8

PL1204-M

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

350 x 80

1,2

8

PL1242-H

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

350 x 80

2,3

Platte8

PL1242-XH

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

350 x 80

3,0Platte8

PL1242-XXH

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

350 x 80

3,7

Platte9PL1205-M

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

400 x 80

1,2

Platte9PL1243-XH

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

400 x 80

3,0Platte9PL1243-XXH

Carbonfaserband-Zuschnitt

unteres Oberschenkelband

400 x 80

3,7

Platte10

PL1244-H

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Oberschenkelband

350 x 130

2,3

Platte10

PL1244-XH

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Oberschenkelband

350 x 130

3,0

Platte11

PL1245-H

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Oberschenkelband

525 x 150

2,3

Platte11

PL1245-XH

Carbonfaserband-Zuschnitt

oberes Oberschenkelband

525 x 150

3,0

PlatteWerkzeuge66Materialien

L10

Systemschienen und Systemanker

Polstermaterialien

Abb. 1

Abb. 2

Polsterdummy (Abb. 1)
Artikelnummer
PL3988-04/2

Bezeichnung

Shorehärte

Länge x Breite x Dicke [mm]ME

Polsterdummy für den Orthesenbau, PE-Schaum, 80° Shore, blau

00 von 80 ± 8°1000 x 1000 x 4

PlatteVerwendungszweck: Platzhalter für das Orthesenpolster während des Fertigungsprozesses. Gießdummys (z. B. bei der Herstellung von NEURO MATIC/NEURO TRONIC/NEURO HiTRONIC Orthesen) können mit Sekundenkleber darauf fixiert werden.
Materialeigenschaften: thermoplastisch verformbares Material, das auf die FIOR & GENTZ Arbeitstechnik abgestimmt ist
Hinweis: Der Polsterdummy ist für die Eingusstechnik mit Acrylharzen nur bedingt geeignet. Die entstehende Wärme beim Gießen mit Acrylharzen wirkt sichWerkzeuge

negativ auf den Polsterdummy aus.
Für die Prepregtechnik ist der Polsterdummy aufgrund der zu hohen Verarbeitungstemperatur nicht geeignet.
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt bei ca.130 °C.

Polstermaterial (Abb. 2)
Artikelnummer
PL3887-04/1

Bezeichnung
Polstermaterial für Orthesen, EVA, 30° Shore, schwarz

Shorehärte

Länge x Breite x Dicke [mm]ME

A von 30 ± 5°1050 x 900 x 4

PlatteVerwendungszweck: zum Auspolstern von Orthesen
Materialeigenschaften: thermoplastisch verformbares Polstermaterial mit geschlossener Zellstruktur, das abwaschbar und desinfizierbar ist

Materialien

Hinweis: Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 130 °C.

L11

Polstermaterialien und Klettmaterial

xDRY
Systemschienen und Systemanker

Abb. 3Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7xDRY Frottee-Polstermaterial (Abb. 3-5)
Abb.

Länge x Breite x Dicke [mm]ME3

PL3687-02/4

Artikelnummer

xDRY Frottee-Polstermaterial, grau

Bezeichnung

1000 x 1400 x 4

Platte4

PL3687-02/2

xDRY Frottee-Polstermaterial, blau

1000 x 1400 x 4

Platte5

PL3687-02/1

xDRY Frottee-Polstermaterial, schwarz

1000 x 1400 x 4

PlatteVerwendungszweck: zum Auspolstern von Orthesen
Materialeigenschaften:	austauschbares und weiches Polstermaterial. Die eine Seite des Polstermaterials verfügt über eine hautfreundliche Frotteebeschichtung und die andere Seite

Werkzeugeüber eine Veloursbeschichtung.
Das Polstermaterial ist antimikrobiell und bei 60 °C waschbar.
Zum sicheren Fixieren des Polstermaterials in einer Orthese können Kletthakenpunkte oder Kletthakenband (siehe unten) verwendet werden.
	Beim Ausschneiden des Materials mit einer Zickzackschere bilden sich keine ausgefransten Ränder, d. h. es entsteht ein funktionsstabiler Rand,
der nicht gekettelt werden muss.

Kletthakenband (Abb. 6)
Artikelnummer
KV4050-L1000

Bezeichnung
Kletthakenband, selbstklebend, transparent

Länge x Breite x Dicke [mm]ME1000 x 50 x 1

Stück

Verwendungszweck: zum Fixieren des Frottee-Polstermaterials in Orthesen
Materialeigenschaften: 1 mm dünnes Mikrokletthakenband

Kletthakenpunkte (Abb. 7)
Artikelnummer

Bezeichnung

ME

KV0020-22/06

6 x Kletthakenpunkte, selbstklebend, transparent

Satz

KV0020-22/40

40 x Kletthakenpunkte, selbstklebend, transparent

Satz

Verwendungszweck: zum Fixieren des Frottee-Polstermaterials in Orthesen

Materialien

Materialeigenschaften: 1 mm dünne Mikrokletthakenpunkte mit einem Durchmesser von 22 mm

L12

Systemschienen und Systemanker

Klettgurte

A

A

B

A

B

B

A

B

A = Flauschfläche
Abb. 1

Abb. 2A = Flauschfläche

B = Gesamtlänge

Abb. 3Abb. 4

B = Gesamtlänge

Klettgurte (Abb. 1–2)
Abb.
1

Artikelnummer
KV1003-L380

Bezeichnung

Flauschfläche A [mm]Gesamtlänge B [mm]

ME

240

380

Stück

Klettgurt, 25 mm breit, schwarz

1

KV1003-L440

Klettgurt, 25 mm breit, schwarz

280

440

Stück

2

KV1008-L420

Klettgurt, 50 mm breit, schwarz

260

420

Stück

2

KV1008-L550

Klettgurt, 50 mm breit, schwarz

380

550

Stück

2

KV1008-L650

Klettgurt, 50 mm breit, schwarz

490

650

Stück

Werkzeuge

Verwendungszweck: zum Fixieren von Orthesen am Bein. Der Klettgurt mit der Breite von ca. 25 mm dient als distaler und proximaler Unterschenkelgurt
und distaler Oberschenkelgurt. Der Klettgurt mit der Breite von ca. 50 mm dient als proximaler Oberschenkelgurt. Passende Umlenkschlaufen finden Sie auf
Katalogseite L14.

Klettgurte mit Umlenkschlaufe (Abb. 3–4)
Abb.

Artikelnummer

3

KV1004-L450

Flauschfläche A [mm]Gesamtlänge B [mm]Umfang* [cm]ME

Klettgurt mit Umlenkschlaufe, 25 mm breit, schwarz

Bezeichnung

370

450

33-36

Stück

3

KV1004-L500

Klettgurt mit Umlenkschlaufe, 25 mm breit, schwarz

420

500

37-40

Stück

3

KV1004-L550

Klettgurt mit Umlenkschlaufe, 25 mm breit, schwarz

470

550

41-44

Stück

4

KV2004-L450

Klettgurt mit Umlenkschlaufe und Gurtpolster
mit Gurtpolsterträger, 25 mm breit, schwarz

370

450

33-36

Stück

4

KV2004-L500

Klettgurt mit Umlenkschlaufe und Gurtpolster
mit Gurtpolsterträger, 25 mm breit, schwarz

420

500

37-40

Stück

4

KV2004-L550

Klettgurt mit Umlenkschlaufe und Gurtpolster
mit Gurtpolsterträger, 25 mm breit, schwarz

470

550

41-44

Stück

* gemessen am höchsten Punkt der Wade

Materialien

Verwendungszweck: zum Fixieren von Orthesen am Bein. Der Klettgurt mit Umlenkschlaufe dient unter anderem als Unterschenkelwadengurt.

L13

Umlenkschlaufen und Gurtpolster

Systemschienen und Systemanker

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8Umlenkschlaufen (Abb. 5-6)
Abb.

Artikelnummer

BezeichnungME

5US10004 x Umlenkschlaufen für 25 mm Klettgurte, 25 mm breit, schwarz

Pack

5

US100120 x Umlenkschlaufen für 25 mm Klettgurte, 25 mm breit, schwarz

Pack

5

US100250 x Umlenkschlaufen für 25 mm Klettgurte, 25 mm breit, schwarz

Pack

6

US11004 x Umlenkschlaufen für 50 mm Klettgurte, 50 mm breit, schwarz

Pack

6

US110120 x Umlenkschlaufen für 50 mm Klettgurte, 50 mm breit, schwarz

Pack

6

US110250 x Umlenkschlaufen für 50 mm Klettgurte, 50 mm breit, schwarz

Pack

Gurtpolster (Abb. 7)
Artikelnummer dazugehöriger Gurtpolsterträger

ME

GP1000-L090

Artikelnummer

Gurtpolster aus Polstermaterial, 50 mm breit, schwarz

Bezeichnung

Länge [mm]90GP1201-L070

Stück

GP1000-L130

Gurtpolster aus Polstermaterial, 50 mm breit, schwarz

130

GP1201-L100

Stück

GP1000-L170

Gurtpolster aus Polstermaterial, 50 mm breit, schwarz

170

GP1201-L130

Stück

GP1000-L205

Gurtpolster aus Polstermaterial, 50 mm breit, schwarz

205

-

Stück

GP1000-L240

Gurtpolster aus Polstermaterial, 50 mm breit, schwarz

240

-

Stück

GP1000-L275

Gurtpolster aus Polstermaterial, 50 mm breit, schwarz

275

-

Stück

Werkzeuge

Verwendungszweck: zum Fixieren von Klettgurten an Orthesen und Prothesen

Verwendungszweck: zum Abpolstern des Klettgurts zur HautMaterialeigenschaften: austauschbares, elastisches und atmungsaktives Polstermaterial, das über eine hautfreundliche Anti-Rutschbeschichtung auf der einen
Seite und eine Flauschbeschichtung auf der anderen Seite verfügt. An der Flauschseite können Kletthakenpunkte oder Kletthakenband befestigt werden.

Gurtpolsterträger (Abb. 8)
Artikelnummer

Bezeichnung

Länge [mm]GP1201-L070

Gurtpolsterträger mit 2 Kletthakenpunkten, 50 mm breit, schwarz

70

GP1000-L090

Artikelnummer dazugehöriger Gurtpolster

Stück

ME

GP1201-L100

Gurtpolsterträger mit 2 Kletthakenpunkten, 50 mm breit, schwarz

100

GP1000-L130

Stück

GP1201-L130

Gurtpolsterträger mit 2 Kletthakenpunkten, 50 mm breit, schwarz

130

GP1000-L170

Stück

Verwendungszweck: Am Gurtpolsterträger werden das Gurtpolster und der Klettgurt befestigt.

Materialien

L14

Systemschienen und Systemanker

Laufsohlenmaterial

Abb. 1

Abb. 2Abb. 3

Laufsohlenmaterial (Abb. 1-3)
Abb.

Länge x Breite x Dicke [mm]ME

1FO0092-S

Artikelnummer

Laufsohlenmaterial, Weichgummi, schwarz

Bezeichnung

220 x 110 x 1,5

Platte2FO0092-M

Laufsohlenmaterial, Weichgummi, schwarz

295 x 145 x 1,5

Platte3FO0092-L

Laufsohlenmaterial, Weichgummi, schwarz

357 x 158 x 1,5

PlatteMaterialien

Werkzeuge

Verwendungszweck: zum Abdecken der Unterseite eines Fußteils. Das Laufsohlenmaterial ist rutschfest.

L15

Stoffbeutel für Orthesen

Systemschienen und Systemanker

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Orthesenbeutel (Abb. 4–7)
Abb.

Artikelnummer

Bezeichnung

Länge x Breite [cm]ME

40 x 30

Stück

Stoffbeutel aus Baumwolle für Orthesen, blau, Größe M

70 x 35

Stück

Stoffbeutel aus Baumwolle für Orthesen, blau, Größe L

90 x 35

Stück

Stoffbeutel aus Baumwolle für Orthesen, blau, Größe XL

120 x 40

Stück

4

OB1000-S

Stoffbeutel aus Baumwolle für Orthesen, blau, Größe S

5

OB1000-M

6OB1000-L

7

OB1000-XL

Verwendungszweck: zum Verwahren und Transportieren von Orthesen

Werkzeuge

Pflegetipps
Waschen: separat und auf links, bis max. 40 °C
Trocknen: im Wäschetrockner nicht möglich. Vor dem Aufhängen in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen.
Bügeln: bei 180-200 °C mit Dampf oder einem feuchten Tuch

Materialien

L16

URBANSTREETPARKSTREETCROSSROADS

Orthesenschuhe CROSSROADS

Produktinformationen
Der Orthesenschuh CROSSROADS bietet durch sein integriertes elastisches Textilmaterial ausreichend Platz für Orthesen mit Knöchelgelenk
und verhindert gleichzeitig eine Schaftverformung des Schuhes.

Innensohle mit Lederbeschichtung

Eigenschaften:	anatomisch geformter Schaftrand und eingebettete Fersenkappefür sicheren Halt
Einstiegsschlaufe für ein leichteres An- und Ausziehen
mit Schnürung (Anleitung zur Einhandschnürung beiliegend)
2 Innensohlen zum Volumenausgleichbraune Schuhvariante mit multifunktioneller Laufsohle
schwarze Schuhvariante mit vibram® Flachsohle

Schnürsenkel, 110 cm (für Einhandschnürung)

Material:
Obermaterial aus hochwertigem Lederelastisches Textilmaterial

CITYDRIVE

Der Orthesenschuh CROSSROADS wird mit folgenden Artikeln
ausgeliefert:

Schuhausführung:in vier Kombinationen als Paar erhältlichin den Farbvarianten braun und schwarz verfügbar
HMV-Nummer: 31.03.03.7038

M10.1

Innensohle ohne Lederbeschichtung
Schnürsenkel, 80 cm (für Normalgebrauch)
Einhand-Schnüranleitung

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0

CROSSROADSCROSSROADS
Orthesenschuh. Anders.

PARKSTREETCROSSROADS, braun

REGULAR links und rechts

REGULAR links/SLIM rechts
für schmale Füße mit Orthese am linken Bein

Schuhgröße
3637

Artikelnummer
OS4532-36
OS4532-37

Innensohlenlänge
235 mm
242 mmSchuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

36

OS9932-36

235 mm37

OS9932-37

242 mm38

OS4532-38

249 mm38

OS9932-38

249 mm39

OS4532-39

254 mm39

OS9932-39

254 mm40

OS4532-40

261 mm40

OS9932-40

261 mm41

OS4532-41

268 mm41

OS9932-41

268 mm42

OS4532-42

275 mm42

OS9932-42

275 mm43

OS4532-43

281 mm43

OS9932-43

281 mm44

OS4532-44

287 mm44

OS9932-44

287 mm45

OS4532-45

294 mm45

OS9932-45

294 mm46

OS4532-46

301 mm46

OS9932-46

301 mm47

OS4532-47

307 mm47

OS9932-47

307 mm48

OS4532-48

314 mm48

OS9932-48

314 mmSLIM links/REGULAR rechts

URBANSTREET

für normale Füße mit und ohne Orthese

SLIM links und rechts

für schmale Füße mit Orthese am rechten Beinfür schmale Füße mit einer Orthese ohne Gelenke

Schuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

Schuhgröße

Artikelnummer

36

OS8932-36

235 mm36

OS4132-36

235 mm37

OS8932-37

242 mm37

OS4132-37

242 mm38

OS8932-38

249 mm38

OS4132-38

249 mm39

OS8932-39

254 mm39

OS4132-39

254 mm40

OS8932-40

261 mm40

OS4132-40

261 mm41

OS8932-41

268 mm41

OS4132-41

268 mm42

OS8932-42

275 mm42

OS4132-42

275 mm43

OS8932-43

281 mm43

OS4132-43

281 mm44

OS8932-44

287 mm44

OS4132-44

287 mm45

OS8932-45

294 mm45

OS4132-45

294 mm46

OS8932-46

301 mm46

OS4132-46

301 mm47

OS8932-47

307 mm47

OS4132-47

307 mm48

OS8932-48

314 mm48

OS4132-48

314 mmInnensohlenlänge

CITYDRIVE

M10.2

Orthesenschuhe CROSSROADSCROSSROADSCROSSROADS, schwarz

REGULAR links und rechts

URBANSTREETPARKSTREETCROSSROADS

Orthesenschuh. Anders.

REGULAR links/SLIM rechts

für normale Füße mit und ohne Orthesefür schmale Füße mit Orthese am linken Bein

Schuhgröße
3637

Artikelnummer
OS4500-36
OS4500-37

Innensohlenlänge
235 mm
242 mmSchuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

36

OS9900-36

235 mm37

OS9900-37

242 mm38

OS4500-38

249 mm38

OS9900-38

249 mm39

OS4500-39

254 mm39

OS9900-39

254 mm40

OS4500-40

261 mm40

OS9900-40

261 mm41

OS4500-41

268 mm41

OS9900-41

268 mm42

OS4500-42

275 mm42

OS9900-42

275 mm43

OS4500-43

281 mm43

OS9900-43

281 mm44

OS4500-44

287 mm44

OS9900-44

287 mm45

OS4500-45

294 mm45

OS9900-45

294 mm46

OS4500-46

301 mm46

OS9900-46

301 mm47

OS4500-47

307 mm47

OS9900-47

307 mm48

OS4500-48

314 mm48

OS9900-48

314 mmCITYDRIVE

SLIM links/REGULAR rechts

M10.3

SLIM links und rechts

für schmale Füße mit Orthese am rechten Beinfür schmale Füße mit einer Orthese ohne Gelenke

Schuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

Schuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

36

OS8900-36

235 mm36

OS4100-36

235 mm37

OS8900-37

242 mm37

OS4100-37

242 mm38

OS8900-38

249 mm38

OS4100-38

249 mm39

OS8900-39

254 mm39

OS4100-39

254 mm40

OS8900-40

261 mm40

OS4100-40

261 mm41

OS8900-41

268 mm41

OS4100-41

268 mm42

OS8900-42

275 mm42

OS4100-42

275 mm43

OS8900-43

281 mm43

OS4100-43

281 mm44

OS8900-44

287 mm44

OS4100-44

287 mm45

OS8900-45

294 mm45

OS4100-45

294 mm46

OS8900-46

301 mm46

OS4100-46

301 mm47

OS8900-47

307 mm47

OS4100-47

307 mm48

OS8900-48

314 mm48

OS4100-48

314 mmZubehörteile Orthesenschuhe CROSSROADS
Schuhmaße

Verwendung

Sprengung*

15 mm

h-CastAbsatzhöhe**25 mm

Orthesen-Konfigurator* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

CROSSROADS

Zubehörteile: EVA-Platte zur Laufsohlenerhöhung, orange

Zubehörteile: vibram® Flachsohle, honig
2

1

Pos.
1

Artikelnummer

Bezeichnung

PL4532-OS

Länge x Breite x Dicke [mm]EVA-Platte zur Laufsohlenerhöhung, orange

ME

400 x 200 x 20

PlatteZubehörteile für CROSSROADS, braun
Pos.

Schuhgröße

2

37/38

FS9701-3738

Artikelnummer
vibram® Flachsohle, honig

Bezeichnung
Paar

ME

2

39/40

FS9701-3940

vibram® Flachsohle, honig

Paar

2

41/42

FS9701-4142

vibram® Flachsohle, honig

Paar

2

43/44

FS9701-4344

vibram® Flachsohle, honig

Paar

2

45/46

​​​​​​​FS9701-4546

vibram® Flachsohle, honig

Paar

2

47/48

FS9701-4748

vibram® Flachsohle, honig

Paar

Zubehörteile: EVA-Platte zur Laufsohlenerhöhung, schwarz

PARKSTREET

Zubehörteile für CROSSROADS, braun

Zubehörteile: vibram® Flachsohle, schwarz

4

URBANSTREET

3

Zubehörteile für CROSSROADS, schwarz
Pos.
3

Artikelnummer
PL4500-OS

Bezeichnung

Länge x Breite x Dicke [mm]EVA-Platte zur Laufsohlenerhöhung, schwarz

400 x 200 x 20

ME
PlatteZubehörteile für CROSSROADS, schwarz
Pos.

Schuhgröße

4

37/38

Artikelnummer

4

39/40

FS9702-3940

vibram® Flachsohle, schwarz

Paar

4

41/42

FS9702-4142

vibram® Flachsohle, schwarz

Paar

Bezeichnung
vibram® Flachsohle, schwarz

ME
Paar

4

43/44

FS9702-4344

vibram® Flachsohle, schwarz

Paar

4

45/46

​​​​​​​FS9702-4546

vibram® Flachsohle, schwarz

Paar

4

47/48

FS9702-4748

vibram® Flachsohle, schwarz

Paar

CITYDRIVE

FS9702-3738

M10.4

PARKSTREETCROSSROADS

Orthesenschuhe PARKSTREETPARKSTREETURBANSTREET

Orthesenschuh. Anders.

Produktinformationen
Der Orthesenschuh PARKSTREET bietet durch sein integriertes elastisches
Textilmaterial ausreichend Platz für Orthesen mit Knöchelgelenk undverhindert gleichzeitig eine Schaftverformung des Schuhes.

CITYDRIVE

Eigenschaften:	Kombination aus kürzbarem Klettverschluss und Schnürsenkeln
sorgt für eine weite Schuhöffnung (Anleitung zur
Einhandschnürung beiliegend)
Einstiegsschlaufe für ein leichtes An- und Ausziehen
2 Innensohlen zum Volumenausgleichmultifunktionelle Laufsohle
Material:robuster, unempfindlicher Stoff
elastisches Textilmaterial
HMV-Nummer: 31.03.03.7052

M20.1

Der Orthesenschuh PARKSTREET wird mit folgenden Artikeln
ausgeliefert:
Innensohle, 2 Stück
Schnürsenkel (für Normalgebrauch):
95 cm für Schuhgröße 32–36
120 cm für Schuhgröße 37–42
150 cm für Schuhgröße 43–48
Schnürsenkel (für Einhandschnürung):
125 cm für Schuhgröße 32–36
150 cm für Schuhgröße 37–42
180 cm für Schuhgröße 43–48
Einhand-Schnüranleitung

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0

CROSSROADSPARKSTREETPARKSTREETPARKSTREETArtikelnummer

Innensohlenlänge

Schuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

32
33
34
35
36
37
38
39
40

OS4941-32
OS4941-33
OS4941-34
OS4941-35
OS4941-36
OS4941-37
OS4941-38
OS4941-39
OS4941-40

209 mm
216 mm
223 mm
229 mm
235 mm
242 mm
249 mm
254 mm
261 mm41

OS4941-41

268 mm42

OS4941-42

275 mm43

OS4941-43

281 mm44

OS4941-44

287 mm45

OS4941-45

294 mm46

OS4941-46

301 mm47

OS4941-47

307 mm48

OS4941-48

314 mmURBANSTREET

Schuhgröße

Der Orthesenschuh PARKSTREET wird nur paarweise verkauft.

Schuhmaße

Verwendung

Sprengung*

0 mm

h-CastAbsatzhöhe**14 mm

Orthesen-Konfigurator* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

CITYDRIVE

M20.2

CROSSROADS

Orthesenschuhe URBANSTREETURBANSTREETURBANSTREETPARKSTREET

Orthesenschuh. Anders.

Produktinformationen
Der Orthesenschuh URBANSTREET bietet durch sein integriertes elastisches
Textilmaterial ausreichend Platz für Orthesen mit Knöchelgelenk undverhindert gleichzeitig eine Schaftverformung des Schuhes.

CITYDRIVE

Eigenschaften:
Kombination aus kürzbarem Klettverschluss und Schnürsenkeln
sorgt für eine weite Schuhöffnung (Anleitung zur
Einhandschnürung beiliegend)
Einstiegsschlaufe für ein leichtes An- und Ausziehen
2 Innensohlen zum Volumenausgleichmultifunktionelle Laufsohle
Material:robuster, unempfindlicher Stoff
elastisches Textilmaterial
HMV-Nummer: 31.03.03.7052

M30.1

Der Orthesenschuh URBANSTREET wird mit folgenden Artikeln
ausgeliefert:
Innensohle, 2 Stück
Schnürsenkel (für Normalgebrauch):
95 cm für Schuhgröße 32–36
120 cm für Schuhgröße 37–42
150 cm für Schuhgröße 43–48
Schnürsenkel (für Einhandschnürung):
125 cm für Schuhgröße 32–36
150 cm für Schuhgröße 37–42
180 cm für Schuhgröße 43–48
Einhand-Schnüranleitung

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0

CROSSROADSPARKSTREETURBANSTREETURBANSTREETArtikelnummer

Innensohlenlänge

Schuhgröße

Artikelnummer

Innensohlenlänge

32
33
34
35
36
37
38
39
40

OS4921-32
OS4921-33
OS4921-34
OS4921-35
OS4921-36
OS4921-37
OS4921-38
OS4921-39
OS4921-40

209 mm
216 mm
223 mm
229 mm
235 mm
242 mm
249 mm
254 mm
261 mm

41
42
43
44
45
46
47
48

OS4921-41
OS4921-42
OS4921-43
OS4921-44
OS4921-45
OS4921-46
OS4921-47
OS4921-48

268 mm
275 mm
281 mm
287 mm
294 mm
301 mm
307 mm
314 mmURBANSTREET

Schuhgröße

Der Orthesenschuh URBANSTREET wird nur paarweise verkauft.

Schuhmaße

Verwendung

Sprengung*

0 mm

h-CastAbsatzhöhe**14 mm

Orthesen-Konfigurator* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Platte bei der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der Berechnungsgrundlage eingetragen.

CITYDRIVE

M30.2

PARKSTREETCROSSROADS

Orthesenschuhe CITYDRIVE

URBANSTREET

Produktinformationen
Der Orthesenschuh CITYDRIVE bietet durch sein integriertes elastisches

Innensohle mit Lederbeschichtung

Textilmaterial ausreichend Platz für Orthesen mit Knöchelgelenk undInnensohle ohne Lederbeschichtung

verhindert gleichzeitig eine Schaftverformung des Schuhes.

Schnürsenkel, 85 cm (für Normalgebrauch)
Schnürsenkel, 120 cm (für Einhandschnürung)

Eigenschaften:

Einhand-Schnüranleitung	anatomisch geformter Schaftrand und eingebettete Fersenkappe fürsicheren Halt
Einstiegsschlaufe für ein leichteres An- und Ausziehen
mit Schnürung (Anleitung zur Einhandschnürung beiliegend)
2 Innensohlen zum Volumenausgleich
leichte und gleichzeitig robuste Laufsohle aus Polyurethan (PU) mit
rutschfestem Profil
Material:
Obermaterial und Innenfutter aus hochwertigem Leder

CITYDRIVE

Der Orthesenschuh CITYDRIVE wird mit folgenden Artikeln
ausgeliefert:

elastisches Textilmaterial an der Außenseite des Orthensenschuhes

M40.1

Service-/Support-Hotline +49 4131 24445-0

CROSSROADSCITYDRIVE
Orthesenschuh. Anders.

PARKSTREETCITYDRIVE

Schuhmaße

Verwendung

Artikelnummer

Innensohlenlänge

Sprengung*

10 mm

h-Cast36
37

OS4110-36
OS4110-37

235 mm
244 mmAbsatzhöhe**25 mm

Orthesen-Konfigurator

38

OS4110-38

249 mm

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

OS4110-39
OS4110-40
OS4110-41
OS4110-42
OS4110-43
OS4110-44
OS4110-45
OS4110-46
OS4110-47
OS4110-48

255 mm
262 mm
270 mm
277 mm
281 mm
289 mm
295 mm
300 mm
307 mm
314 mm* Die Höhe der Sprengung entspricht der Höhe der zu nutzenden h-Cast-Plattebei der Befundung.
** Die Absatzhöhe wird im Orthesen-Konfigurator als Teil der
Berechnungsgrundlage eingetragen.

URBANSTREET

Schuhgröße

Der Orthesenschuh CITYDRIVE wird nur paarweise verkauft.

CITYDRIVE

M40.2

RücksendungenRücksendeformular (PR9045-DE/GB)

Bei Rücksendungen schicken Sie uns bitte Folgendes zu:
1. Ware mit Originalverpackung inkl. Barcode-Aufkleber
2. Lieferschein (Kopie)
3. vollständig ausgefülltes Rücksendeformular
4. Kontrollzettel
5. vollständig ausgefülltes Versorgungsformular(nur notwendig, wenn Artikel in Orthese eingebaut war undwährend des Gebrauches kaputt gegangen ist)

AbsenderKundennumm
er: D
Name:
Anschrift:
Lieber Kunde,unsere Prod
Qualitätskontukte unterliegen einer ständige
rolle. Sollt
Beanstannen Sie denndung
och einm
diesem Form haben, senden
Sie uns die al eine
Um Ihre Rückular zurück.
Ware bitte
mit
sendungbenötigen
wir ein volls noch schneller bear
Nur unterbeiten zu
Angabe der tändig ausgefülltes
können,Rücksend
Rücknahm
Serien- bzw.
eform
e der Artik
Chargennel möglich.
ummer ist ular.
dieVielen Dank
für Ihr Vers
tändnis.
Ihr FIOR& GENTZ
Team

Empfänger

FIOR & GEN
TZ GmbDorette-v
on-Stern-Str.H
D-21337
5
Lüneburg

RücksenAngabendeformular

zur Rücksendung

Ansprechpar

tner

Vorgangs

nummerdegrundAus organisatorischen Gründen können unfrei geschickte
Rücksendungen von uns nicht angenommen werden.

ArtikelFalsche Men

ge1

auf Liefersch2

im Versandp
aket
in Verpacku
ngseinheit

3

ein

4

auf Liefersch

5

im Versandp

Sonstigesrormulandef
Rückse
ein

6

aket

7

8

9

Bitte um:A

12 DetaillierteArt.-Nr.

Datum:

Telefonnumm
erKommission(falls vorh
anden):

Rücksen
FalscherErsatzBeschreibunBg des Defe

Artikel nicht bestellt
10 Auswah
lsendung
Artikel falsc
h bestellt
11 Liefe
Artikel wirdrung zu spät
nichtmehr benö
tigt
12 Artikel defe
kt/Qualit
Mustersenicht in Ordnung ät
ndung

Gutschrift

ktes/Problems:Serien-/Chargen-Nr.

LieferRücksen
de- Rüc
menge
ksendemenge
grund [
1 - 12 ]Kontrollzettel (PB0004)

Ersatz/Gutschrift [A/B]l Sheet/ Contro
llzettel
Kontrongen
TESTEDde,stren einerhrter Kun
Sehr gee dukte unterliegeSie dennoch
Pro
SolltenGEPRÜFTE
unseresendenhaben,
kontrolle.
QUALITÄT
Qualitäts Beanstandung dem im Paket
Grund zur e die Ware mit ular und
rm
bitt
QU
Sie uns en Rücksendefo .
ALITY
ück
beiliegend trollzettel zur
Kon
sem
die
controls.
d the
ct quality int, please sen
stomer,luded
t to stri
Dear Cu ts are subjec son for compla m which is inc
duc
rea
for
pro
any
is
Our
return, if therewith the et.
However k to us, alongshedcontrolgoods bac kage and thissembleAs/
tedin the pac
rt / Moun

Das Rücksendeformular und der Kontrollzettel liegen der Ware bei. Senden Sie
uns bitte die Ware mit dem ausgefüllten Rücksendeformular unter Angabe desRücksendegrundes sowie den Kontrollzettel zur Verbesserung unserer Qualität zurück.
Sie können das Rücksendeformular auch unter www.fior-gentz.de herunterladen.

ektioniet / Konf

Montier

InitialsGeprüftd/ Checke

PB0004teDatum/Da

11-2018-

Kürzel/Initials

Kürzel/te

Datum/Da

Allgemeines
Versorgungsformular

Versorgungsformular
für CP-Patienten

Versorgungsformular
für Schlaganfallpatienten

Versorgungsformular für
MS-Patienten(PR9050-DE)(PR9051-DE)(PR9053-DE)(PR9055-DE)

Versorgungsformular für Schlaganfallpatienten (Apoplexie)

01/2024Ve

rsorgung

09/2018arormul
orgungsf

Vers
024

AFO anhand
von Patientendaten (Akutphase)*,r.defigurato
sen-kon AFO nach N.A.P.® Gait Classification,
AFO/KAFO nach Patientenbefundungnsificatio

Clas
dam Gait

www.orthesen-konfigurator.de
AFO /KAFO nacwww.orthe

enten

Pati
für CP-* Für eine Versorgung mit einer AFO anhand von Patientendaten (Akutphase), füllen Sie nur Seite 1 aus.

Ort hop

Orthopädietechniker:

Kun denFirma:

sformulh Pat ienädi ete chn

num mer

Versorgungsformularfür Patienten mit
Teilfußamputation(PR9056-DE)

ar für MS-Pati

ten befenten

und ungiker :

01/2024

Vers
o

:
n.
ww w.oWir weisester
zt werde
Firm a:rth ese n-k
und genut verändern.
Firm a:h der Am
Bitte beachn darauf hin,
onf igu
Kundennummer:
Datum:
Daten us).
gespeichert diese
AFO nacrato r.de
ertungSie abseh ten Sie, dass sichdass personenbesich:n Ausw
Muskelstat
könnenbare Verän
NEUR
zogen
die
e
Dat umstatistische ng der Orthese derungen desderungen Berechnung der e Daten desWir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten des Patienten zur Bearbeitung des Auftrags sowie zur statistischen Auswertung gespeichert und genutzt werden.
O SW
Dat umbereits beim
to r.dNutzu
sowie zur
Belas
Patientenoder Verän:hni ker :Auftrages ht. Im Laufe deren, Wachstum
Bitte beachten Sie, dass sich die Berechnung der Belastung der Orthese auf die hier angegebenen Daten bezieht. Im Laufe der Nutzung der Orthese können sich diese Daten verändern. Planen
Ausfüllen tung der Orthe
ING
zur Bearb
gu raädie tec
bezie
dieses Verso se auf dieeitung des
nkung
eitun
Teilf
on fi
Sie absehbare Veränderungen bereits beim Ausfüllen dieses Versorgungsformulars mit ein (z. B. Gewichtsschwankungen, Wachstum oder Veränderungen des Muskelstatus).
Ort hopzur Bearbangegebenen DatenGewichtsschwa
rgungsform hier angegebeneg des Auftr
ußpr
ags sowie
en -k
Or th
Patienten
PAT I E N
ulars mithiernein (z. B.
othe:
zur statisein (z. B. Daten bezieht.
Daten des Orthese auf die sformulars mit
th es
T E N D AT
op äd
für
Im Laufe
Gewichtss
tischenzogenese na
dernum merw. or
Patieder Nutzu
EN
Auswertunchwankungie tepersonenbe g der Belastung dieses Versorgungch Pa
Kun den
ww
dass
ng
g
nten
llen
der
en, Wachch nihnun
f hin,
Ku ndstum oder Orthese könne gespeichert und
die Berectientn daraus beim Ausfü
Pat ien ten
mit
ke r:
PAT I E N T E N D AT E N
Veränderun n sich diese
genut
en nu
Wir weise ten Sie, dass sichderungen bereit
enkl
Teilf
nam e
Daten verän ztWiwerde
gen des
beach
Verän
n.
n.
n
assifi
r
mm
bare
Bitte
ußam
Muskelstat
weise
dern.
Bei
werde
BittePlane
Sie abseh
n nen
er :
us).
katio
nn
puta
utztPlane. Pla
Geb urtPlanenbeacht darauf
n
ich t
Bein
tion
d genändernen Sie hin,esGeburtsjahr
Körpergewicht
Bein
Patientenname
gew
sjah
un
Sie
link
per
r
absehb , dass dass
Kör
chert ten ver
EN
are Ver sich die person
gespei se Da tus).
tes Bein
T E N D AT
Kör
kg
Berech enbezoNrech
ung sich die skelsta
änd
E
r
a:
per
I
ert
T
linkesBeinerungegew ichsjah
gen
Aus datenPAnu
gsfor­
PAT
Ausw e könnenn des Mu
Fi rm
kg
t
Geb urtn ber ng der e Daten
Versorgun
nur die schutzrechtliche
Fi rm
eits
ischen Orthes nge
IEN
rechtes
Beinersten beide
en Sie zweisich die folgendenn Gründen
beim Belastun des Pat
:
Vorna
Nutz
Bei
statist ng der Veränderua:mTENn Buchemens undnAusfü g dervon­ienten
wenn
02/2
Ort
Nachname staben desten namie zurder Nutzu odern Beinenmulare,llen
Da tu
Ges chl
DAT
dieses hese auf zur Bea
Pat ienns angeNutzen Sie zwei Versorgungsformulare,
Ausbeide
datenschutzrechtlichen
GründenPa ti
ech t
te bei
021
Geschlecht
Körpergröße
gs sowLaufe Wachstum
ße
iden.
Da
ben.
Punk
E
kg
grö
rbe
Ver
ftra
rsche
die
Im
en
N
tu
n,
t.
unte
Au
wenn sich die folgenden Punkte bei beinur
die ersten beiden Buchstaben dessorgun hier itung
Kör perm:linkes Beinte nn
des bezieh nkunge
einanderVornamens und Nachnamens angeben.
gsform angege desden Beinen voneinander unterscheiden.
am e
Kör perOitung Daten schwa
weiblichulars benen Auftrages
hts
weiblichgrö ßecm
rechtes
O /K
Bearbe benen
mit ein Daten
ech t
sow
cm
Bein
zur angege (z. B. Gewic/K AF:
männlic
Ges chl(z. B. bezieh ie zurrten
Sch uhm
männlich
AF OhGewic t. Im
ik er
Nutzenchtlichen
sta
Patienauf die hiers mit ein
Be in
Sie
aße
n
htssch Laufe tistisc
nschutzre
in
des
e
ec hn
ula
wenn sich zwei Versorgung
Ge bu
Au
weiblich
Aus date bitte nur die erste amens
wanku der Nu hen Au
s Be
di et
Daten Orthes gsform
daten
den Beine die folgendenGr ssform
ulare
rt sj
ngen, tzung swert
des Vornlinke s Bein Gründen
hcm
ulare,stabe
gene astung derVersorgun
sch,utzPunkünden voneinan
ho pä
- n
nlic
ung
rmBuch
der
te
ah
ben.
ezo
:
Wa
rt
bei
Sch
bei
män
te
sfo
ange
n
n
beiO
derbe
Bel
er
enb
chstum Orthes gespeirsesuhgröße
ng e bei namensht
unter
Schuhmaße
beide
ide scheibitte rechtl
gu
rech
mm
personnung dersfüllen die
em)
(EU)
w ic
oder e können chert
und n Buchden. nur die ichen
eiden.
desschNach
Versor Punkt
dassech
VerändAu
ches Syst
en nu
sta
des
er ge
zwei gendenund
sich und genhin, h die Ber s beim
unter
Nach ben de ersten
europäis
erungediekg
fol(Fußläng
mm
n Sie
utz
Kö rp
der
Ku nd
auf
sic n bereit
name s Vo
tinentaln des se Daten t werde
e + 1,5
Nutze sich dievoneinann dar , dassKö rp
ns an rname
Schuhgröße (EU)
(Fußlänge + 1,5 cm) x 1,5
röße (konMuske veränd n.
cm) x 1,5
weise en Sie erunge
wennBeinen
ns
gebe
er ge
Schuhglstatus ern.
Wir beacht Veränd
Ge sc
n.
den
w ic
).
mm
Bitte ehbare
hl ec
ht
aße
Sc hu
(C)
ah r
ht
Sie abs
Sch uhm
Absatzhrt sjAbsatzhöhe (A)Sprengung (x = A - B)
usgleichhm aßöß eöhe (A)
weib
Höhena
TEN
er gr
Ge bu
e
lich
Be in
cm
mm
NDA
Kö rp
E
T
Spre
m
ännl
ngung (x
mm
mm
kg
IEN
öhe (A)Kö rpich= A - B)PA T
Absatzh
ist.
e
er gr
C
mm
bar
lin
am
mm
füg
öß e
kes
nn
C
Sohlend
Sohlendicke (B)Höhenausgleich (C)htBein
ich verCxicke (B)en teicke (B)
hl ec
A
rech
B
d-Bere
lend
mm
Pa ti
sc
loa
Soh
x
tes Bewn
GeA
Höhena
Nutze
B
im Do
in
mm
mm Bewlich
usgleich
O SG
ular
en
A ­ B)xmular n Sie zw
egu ngs(C)
weib ichsform
AB
Gründ desng (x =
it immmfrei heigung
cm
Punk e, wenn ei Versonl
Sprenguichen benn.
Bt im OSGei he
Versormän
rechtl Buchsta angebe
einan te bei be sich die rgungsfo
gs fr
sches
schutzbeiden namensderSchu
spezifieg un
mmunteriden Beinefolgend r­
daten
r
ch
kein
hgrö
Bewegungsfreiheit
Aktivität
Be w
Aus die erstenund Na
scheid n vo en
Pla ntaim OSG
für die
ße (k
n­
en.
nur mens
n
gen,
ontin
Dor salVorna
ränkunun ge
Höhe
1. Innenbereichsgeher
DorsalentadEinsch
rä nk
leuro
na
und
ch
us
gen
päisc
gleic
Ei ns
rankun
h (C
hes
OSG
C
un d
Absa
bei Erk)
Syst
hei t im
Be w
Dor sal
nur
ng en
tzhö
em)
ngs frei
eg un
mular
he (A
x
an ku
p
Bew egu ta r
ngfor
gs fr
2. Eingeschränkter Außenbereichsgeher
Pla nta
)
B)
B
Er kr
sorgu
an
A
r
ei
d
Ver
Pl
So
A
he it
hlen
=
eine
dick
im
g (x
B
Allgem
O SG
e (B
d
x 1,5
ngun
mm
al
sie das
)
cm)
Spre
Spre
nden
Do rs
1,5
Inst abi
ngun
verwe
e+
litä
3. Uneingeschränkter
Außenbereichsgeher
Bitte
mm
g (x
d
ten /Feläng)phlst ellu
=A
)
(Fuß
h (C
e
nge n auf
­ B)
he (A
gleic
physiolohm aßKni eeb
tzhö
Do rs
naus
mm
gische Stelmm
mm
Plantar
ene
Sc hu
Absa
al
Höhe
lung
VarusfehU)lstellungße (E4.
Uneingeschränkter
Außenbereichsgeher
d
rö
hg
mm
Schu
mit besonders hohen Ansprüchen
(B)
cke
max
di
m
imal
mit Orth
en
m
ese
Sohl
zu erwarte
mmC
Valgusfenhlstellung
N ot
p
x
A
iz en
ung
ese
B
Orth nau shlstellmaximamit erwarte
usfe
de m
mit Orth
l
en e
Pl an
Valg
zu
ese
Pa ti
zu erwarte
ie eb
ta r
en te
f Kn
n
ng es
p
en au
imal
pr
ax
ng
m
äc h
el lu
(z .
hl st
B. Vo
FIOR &
n/ Fe
GENT
rv er
tä te
FIOR & GENTZ
ung
Gesellscha Z
so rg
ab iliStell+49 4131 24445-0
Dorette-von-Stern-Straße 5
info@fior-gentz.deGesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
un g)
von ortho ft für Entwicklu
In st
sche
ng undpädietechn+49 4131 24445-57
21337 Lüneburg (Deutschland)
www.fior-gentz.de
von orthopädietechnischen Systemen mbH
ischen Syste Vertrieb
iologiung
eseung
Dorette-vo
ese
men mbH
itier
phys
Orth nstellOrth nmit erwarte
21337 Lünen-Stern-Straße
nslim
entz.desfehl
Seite 1
mit erwarte
5
nsio
burg (Deutinfo@fior-g
Varu
.de
zu
+49 4131schland)Extezu.fior-gentz
5-0
www
2444
2444
e
5-0
+49 4131+49 4131
imal
24445-57
info@Ge24445-57
imal
5
fior-gmax nsion
sellscentz.de+49 4131
rn-Straße nd)
max
www
te
ha
n-Ste
von
Sei
.fiorExft
te 1
ortgentz
Dorette-vo urg (Deutschla
hopä.defür Entwng
ieb
dietecick
21337 Lüneb
mfa
und Vertr
hnisc lung un
icklung
mbH
ngsu
d
hen
ft für Entw
n Systemen
wegu
SystemVertrieb
Gesellscha de technische
r Be
pädie
en mb
entz.
von ortho
sche
Doret
H
fior-g ntz.de
iologiese
21337 te-von-St
info@ or-ge
phys xtension
Orth nLünebu ern-St
www.fimit erwartererg (De raße 5
445-0
Hype
zu

01/2

ines

eme

Allg

gsfo

rmu

lar

m
sfor

ng
orgu

Vers

rgun

ular

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

imal

°

°

°

°

max

°

°

°

°

ieb
Vertr Hmb
undlung temen
NTZ
Sys
twick
& GE für En ischen
FIOR lschaft technGesel hopädie
ort
von

5-57

e5
-Straß land)-Stern utsch
te-von urg (DeDoret 7 Lüneb
2133

24
4131 2444
+49
4131
+49

Se it

e1

utschl

and)

+49
4131
+49
4131 24445-0
2444
5-57

info@
www.fi fior-gentor-gen z.detz.de

Sie können die aktuellen Versorgungsformulare im Downloadbereich unter www.fior-gentz.de herunterladen oder unter
der entsprechenden Artikelnummer bestellen.
N1

Die Angaben des Kataloges beziehen sich auf den aktuellen Stand bei Drucklegung. Produktangaben sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Urheberrechte,besonders die Rechte der Verbreitung, Vervielfältigung und Übersetzung, bleiben ausschließlich der FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen
Systemen mbH vorbehalten. Nachdrucke, Kopien sowie sonstige Vervielfältigungen elektronischer Art dürfen auch auszugsweise nicht ohne schriftliche Genehmigung der
FIOR & GENTZ Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb von orthopädietechnischen Systemen mbH vorgenommen werden.

KT2100-DE-2022-03

Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb
von orthopädietechnischen Systemen mbH

Dorette-von-Stern-Straße 521337 Lüneburg (Deutschland)+49 4131 24445-0+49 4131 24445-57

info@fior-gentz.de
www.fior-gentz.de