BA01245C/33/JA/08.22-00
71573135
2022-04-21

Products

Solutions

Servicesバージョン
01.12.01 (デバイスファームウェア)

取扱説明書
Memosens
Memosens プロトコル付きセンサ
Liquiline シリーズのすべての機器に対応：CM44x /CM44xR / CM44P / CSFXX / CSP44 / CA80XX

Memosens

目次

目次
1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

12

1.1
1.2
1.3

警告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

12.1 基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
12.2 追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2

Memosens プロトコル対応センサの情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1
3.2
3.3

Memosens プロトコル付きセンサタイプ . . . . 8
Memosens プロトコル対応センサの接続 . . . . 8
Memosens プロトコルを搭載した危険場所用のセンサタイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4

入力：全般 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

5

入力：pH/ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
タグコントロール . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
センサ交換 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
データ処理の初期設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

16.1 基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
16.2 追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306

入力：導電率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

17

6.1
6.2

基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7

入力：溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

17.1 メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . 138
17.2 診断情報の概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
17.3 センサ情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

7.1
7.2

基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43188

入力：殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

8.1
8.2

基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

18.1 デジタルセンサの洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . 165
18.2 ホルダの洗浄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
18.3 デジタル電磁式導電率センサの可変抵抗器を使ったテストの実施 . . . . . . . . . . . . . . . . 166

9

入力：飲用水濁度 . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

19

9.1
9.2

基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

10

入力：濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . 80

10.1 基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
10.2 追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

11

入力： SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

11.1 基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
11.2 追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Endress+Hauser

13

入力：硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

入力： ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

13.1 基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
13.2 追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
13.3 電極スロットメニュー . . . . . . . . . . . . . . . . 108

14

入力：界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

14.1
14.2
14.3
14.4

基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
タンク設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
センサ信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

15

入力：スペクトロメータ . . . . . . . . . . 122

15.1 基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
15.2 追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

16

入力：蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

診断およびトラブルシューティン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

19.1 定義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
19.2 用語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
19.3 校正方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
19.4 pH センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
19.5 ORP センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
19.6 導電率センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
19.7 溶存酸素センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
19.8 殺菌センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
19.9 イオン選択性センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
19.10 濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
19.11 SAC センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
19.12 硝酸センサ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
19.13 スペクトロメータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
19.14 蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
3

目次

19.15 校正アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Memosens

218

索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

4Endress+Hauser

Memosens

本説明書について

1

本説明書について

1.1

警告

情報の構造

意味

L 危険

危険な状況を警告するシンボルです。
この状況を回避できない場合、致命傷または重傷を負います。

原因（/結果）違反した場合の結果（該当する場合）‣ 修正方法L 警告
原因（/結果）違反した場合の結果（該当する場合）‣ 修正方法L 注意
原因（/結果）違反した場合の結果（該当する場合）‣ 修正方法注記
原因 / 状況
違反した場合の結果（該当する場合）‣ アクション/注記

1.2

危険な状況を警告するシンボルです。
この状況を回避できなかった場合、重傷または致命傷を負う可能性があります。

危険な状況を警告するシンボルです。
この状況を回避できなかった場合、軽傷または中程度の傷害を負う可能性があります。

器物を損傷する可能性がある状況を警告するシンボルです。

シンボル
追加情報、ヒント
許可または推奨禁止または非推奨
機器の資料参照
ページ参照
図参照



Endress+Hauser

操作・設定の結果

5

本説明書について

Memosens

1.3

関連資料

本取扱説明書の補足資料として、以下の資料をインターネットの製品ページから入手できます。
• 取扱説明書• Liquiline CM44x / BA00444C• Liquiline CM44xR / BA01225C• Liquiline CM44P / BA01570C• Liquistation CSF48 / BA00443C• Liquiport CSP44 / BA00465C• Liquistation CSF34 / BA00478C• Liquistation CSF39 / BA01407C• Liquisystem CA80AM / BA01240C• Liquisystem CA80PH / BA01416C / BA01435C• Liquisystem CA80NO / BA01574C• Liquisystem CA80CR / BA01575C• Liquisystem CA80AL / BA001585C• Liquisystem CA80FE / BA01586C• Liquisystem CA80COD / BA01354C• Liquisystem CA80TP / BA01593C• Liquisystem CA80HA / BA01772C• Liquisystem CA80SI / BA01650C• 上記の機器の簡易取扱説明書• 上記の機器の技術仕様書• HART 通信用 Liquiline 取扱説明書、BA00486C• HART の現場設定およびインストールガイド• HART ドライバの説明• フィールドバスおよび Web サーバー経由の通信用ガイドライン• HART、SD01187C• PROFIBUS、SD01188C• Modbus、SD01189C• Web サーバー、SD01190C• EtherNet/IP、SD01293C

6

Endress+Hauser

Memosens

Memosens プロトコル対応センサの情報

2

Memosens プロトコル対応センサの情報

Memosens プロトコルを使用するセンサには、校正データやその他の情報を保存する電子回路が内蔵されています。センサを接続すると、センサデータが自動的に変換器に伝送され、測定値を計算するために使用されます。

‣ 関連する DIAG メニューを介してセンサデータを呼び出すことができます。
デジタルセンサでは、計測システムデータをセンサ内に保存できます。これには、以下のデータが含まれます。
• 製造者データ• シリアル番号• オーダーコード• 製造日• 校正データ• 校正日• 校正値• 校正回数• 前回の校正または調整に使用された変換器のシリアル番号• 稼働データ• 温度アプリケーション範囲• 初期調整日• 過酷な条件下での稼働時間• センサ監視データ
厳密にどのデータが記録され、変換器に通信されるかは、センサに応じて異なります。同一タイプのセンサでも、相違が発生する場合があります。これは、どのセンサが接続され、メニュー項目が使用できる/できないかに依存することを意味します。本書の関連情報に注意してください。
例：
隔膜式溶存酸素センサ COS51D は滅菌できません。このため、滅菌のリミット値は
このセンサの診断設定で定義できません。ただし、これらのメニュー項目はCOS22D などの滅菌可能隔膜式センサでは使用できます。

Endress+Hauser

7

電気接続

Memosens

3

電気接続

L 警告
機器には電気が流れています
接続を誤ると、負傷または死亡の危険性があります。
‣ 電気接続は電気技師のみが行えます。
‣ 電気技師はこれらの取扱説明書を読んで理解し、その内容に従う必要があります。
‣ 接続作業を始める前に、どのケーブルにも電圧が印加されていないことを確認して
ください。

3.1

Memosens プロトコル付きセンサタイプ

Memosens プロトコル対応センサ
センサタイプ

センサケーブル

追加内部電源なしのデジタルセンサ 電磁誘導式プラグインコ
ネクタ付き

追加内部電源付きデジタルセンサ

センサ• pH センサ• ORP センサ
• 複合センサ• 溶存酸素センサ（隔膜式および光学式）• 電極式導電率センサ• 塩素センサ（滅菌）

固定ケーブル

電磁式導電率センサ

固定ケーブル• 濁度センサ• 界面測定用センサ• 分光吸光度（SAC）測定用センサ• 硝酸センサ• 光学式溶存酸素センサ• イオン選択性 センサ

CUS71D センサを接続する場合は、以下のルールが適用されます。
• CM442R• 接続可能な CUS71D は 1 台のみです。追加のセンサを接続することはできません。
• 第 2 センサ入力に別のタイプのセンサを使用することもできません。
• CM444R
制約はありません。必要に応じて、すべてのセンサ入力を使用できます。
• CM448R• CUS71D を接続する場合、使用可能なセンサ入力の数は最大 4 つに制限されます。
• 4 つの入力すべてを CUS71D センサに使用できます。
• 接続するセンサの合計数が 4 台を超えないかぎり、CUS71D と他のセンサを自由に組み合わせて使用できます。

3.2

Memosens プロトコル対応センサの接続

接続 接続のタイプ• 、ベーシックモジュール -L、-H または -E（→  1 以降）の端子コネクタにセンサケーブルを直接接続• オプション：センサケーブルプラグを、機器底面にある M12 センサソケットに接続します。
このタイプの接続では、機器は工場ですでに配線されています（→  4）。

81.

直接接続されたセンサケーブル
センサケーブルを、2DS、または BASE2-L、-H または -E モジュールの Memosens
端子コネクタに接続します。

2.

M12 コネクタを介した接続の場合
センサコネクタを、以前に取り付けた、または納品時に支給された M12 センサソ
ケットに接続します。
Endress+Hauser

Memosens

電気接続

PK

BN
WH
GN
YE

GY

98 97 88 87

98 97 88 87

86 85 86 85

86 85 86 85

直接接続されたセンサケーブル

SensorGN
YE

Sensor
A00396291

センサ、追加供給電圧なし

A00396222

センサ、追加供給電圧あり

85

GY

86

2

85

1

PK

86

2DS

Sensor

98 97 88 87

Sensor 1

GN
YE

98 97 88 87

Sensor 2

BN
WH
GN
YE

Sensor

A0033206

3

センサモジュール 2DS における追加供給電
圧付きセンサと追加供給電圧なしのセンサ

シングルチャンネル機器の場合：
ベーシックモジュールの左側の Memosens 入力を使用する必要があります。

Endress+Hauser

9

電気接続

Memosens

出荷時に M12 ソケットが取り付けされている機器バージョンは、内部配線が完了した状態で納入され
ます。

PK
GY

1

2

85

86

1

85

M12 コネクタを介した 接続
非危険場所で接続されている場合のみ

出荷時に M12 ソケットが取り付けされていないバージョン

7

NC

86

2

3
4

5

Sensor 1

98 97 88 87

6

BN
WH
GN
YE

2

1
7

3

NC
6

4

1.

M12 ソケット（アクセサリ）
をハウジングベースの適切な開口部に挿入します。

2.

配線図に従ってケーブルを
Memosens 端子に接続します。

センサの接続5‣ センサケーブルコネクタ（→  4 項目 1）を直接 M12 ソ
ケットに接続します。
M12 コネクタの割当て、
上：ソケット、下：コネク 以下の点に注意してください。
タ（いずれも平面図）• M12 ソケットに接続するセンサ
A0018021

5

1

1
2
A00180193
4
M12 コネクタ（センサモジュ 4
ールの例）
5
1
M12 コネクタ付きセンサケーブ 6
7,ル
NC

PK（桃）（24 V）
GY（灰）（接地 24 V）
BN（茶）（3 V）
WH（白）（接地 3 V）
GN（緑）（Memosens）
YE（黄）（Memosens）
接続なしの種類に関係なく、内部機器配線は常に同じです（プラグアン
ドプレイ）。
• 桃色および灰色の電源ケーブルが使用されるか（例：光学センサ）、使用されない（例：pH セン
サまたは ORP センサ）ように、
センサヘッド内で信号ケーブル
または電源ケーブルが割り当てられます。

センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i を搭載した変換器に本質安全センサを接続する場合、M12 プラグイン接続は許容されません。

3.3

Memosens プロトコルを搭載した危険場所用のセンサ
タイプ

Memosens プロトコル対応センサ
センサタイプ

センサケーブルセンサ

追加内部電源なしのデジタルセン
サ

電磁誘導式プラグインコ
ネクタ付き• pH センサ• ORP センサ
• 複合センサ• 溶存酸素センサ（隔膜式および光学式）• 電極式導電率センサ• 塩素センサ（殺菌）固定ケーブル

電磁式導電率センサ

爆発性雰囲気で使用する本質安全センサは、センサ通信モジュールタイプ 2DS Exi にのみ接続できます。認証の対象になっているセンサのみを接続できます（XA を参照）。
ベースモジュールの非防爆センサ用のセンサ接続は無効になっています。

10

Endress+Hauser

Memosens

入力：全般

4

入力：全般

入力は、次の 2 つの方法のいずれかで設定できます。
• センサが接続されていない場合の設定• センサが接続されている場合の設定
センサが接続されていない場合の設定
設定の中にはセンサ通信を必要とするものがあります。センサが接続されていない場
合、こうした設定を行うことはできません。
設定を保存して別の機器に転送することも可能です（→ 機器の取扱説明書、→  7）。この機能により、センサが接続されていない状態での設定よりも、アプ
リケーションの要件をより適切に満たすことができます。
1.

適切なチャンネルを選択します。

2.

リストから、設定するセンタタイプを選択します。

3.

以降のセクションの説明に従って、チャンネルを設定します。

4.

選択したタイプのセンサを接続します。
 チャンネルはすぐに使用できます。

センサが接続されている場合の設定‣ 以降のセクションの説明に従って、チャンネルを設定します。

Endress+Hauser

11入力：pH/ORP

Memosens

5

入力：pH/ORP

5.1

基本設定

5.1.1

センサ識別

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプ

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

オーダーコード

5.1.2

主測定値

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または ORP または pH/ORP
機能

オプション

情報

主測定値

選択項目
• pH 1)• mV 2)• ORP mV 3)• ORP % 3)
• pH/ORP/rH 4)

主測定値の表示方法を選択します。
後続の設定オプションは、ここで選択したオプションに依存します。
pH センサの主測定値は、pH 値または生値（mV）で表示できます。ORP センサを使用する
場合は、ここで、mV または % のどちらの ORP
モードを使用するかを決定します。複合センサを接続した場合は、rH 値も選択できます。

初期設定• pH 1)• ORP mV 5)

1)
2)
3)
4)
5)

pH/ORP 複合センサの場合は、以下の点に注意
してください。
pH および ORP を校正したい場合は、主測定値
として pH/ORP/rH を選択します。

pH センサおよび pH/ORP 複合センサ
pH センサORP センサおよび pH/ORP 複合センサ
pH/ORP 複合センサ
ORP センサ

5.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

12

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

5.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

5.2

追加セットアップ

5.2.1

温度補償と測定液補償（pH および pH/ORP のみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度補償

選択項目
• オフ
• 自動
• 手動

流体温度の補償設定：• センサの温度センサを用いて自動補償（ATC）• 測定液温度を入力する手動補償• 補償なし初期設定
自動
温度
温度補償 = 手動-50～250 ℃ (-58～482 °F)

測定物の温度を指定してください。

初期設定
25 ℃（77 °F）

 この設定は、測定時の補償のみを基準としています。校正設定で校正用の補償を入力してください。
選択項目
• オフ
• 2点
• テーブル

測定液補償

測定物からサンプルを採取し、ラボで異なる温度での pH 値を測定します。
テーブルの 2 点あるいは複数点を用いて補償を行うかどうかを決めてください。

初期設定
オフ
水解離は温度上昇に伴い変化します。バランスは陽子の方向に移動し、pH 値は下がります。測定液
 補償機能を使用して、この影響を補償できます。
内部標準液

pH 0～14
初期設定
pH7.00

5.2.2

pH 7 以外の内部標準液を持つセンサを使用している場合にのみ値を変更してください。

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または ORP または pH/ORP/
機能

オプション

情報

主測定フォーマット

選択項目
• #.#
• #.##

小数点以下の桁数を指定します。

pH および pH/ORP のみ
温度フォーマット

Endress+Hauser

追加セットアップ

初期設定
#.#

13

入力：pH/ORP

Memosens

5.2.3

ユーザー ID（E センサのみ）

センサの個別の識別名を入力できます。その後、この識別名は、DIAG/センサ情報/チャンネル番号 <センサタイプ>/一般情報 メニューに表示されます。

5.2.4

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。


初期設定
なし

設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

5.2.5

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/
機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

5.2.6

滅菌設定（サニタリセンサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

Sterilization settings

機能

オプション

情報

温度しきい値

120～150 ℃

滅菌カウンターを開始し、滅菌サイクルをカウントするには、この温度を超える必要があります。

初期設定
121 °C
期間

1～250 分
初期設定
20 分

14

外部ホールド滅菌サイクルをカウントするには、この期間に設定温度に到達する必要があります。

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

5.2.7

CIP 設定（サニタリセンサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

CIP settings

機能

オプション

情報

モード

選択項目
• オン
• オフ

CIP サイクルカウンターのオン/オフを切り替
えます。

初期設定
オフ
選択項目
• 酸
• アルカリ

信号タイプ‣ 酸性またはアルカリ性のどちらの CIP を検知するか指定します。

初期設定
酸
pH しきい値pH 2.0～11.0
初期設定
pH11.0Upper temp. threshold

初期設定
85 °C

Lower temp. threshold

初期設定
75 °C

期間

1～250 分
初期設定
20 分

5.2.8

温度しきい値を超過し、同時に pH しきい値を超過または下回った場合に（選択したタイプに応じて）、CIP サイクルがカウントされます。
• 信号タイプ = 酸→ pH しきい値を下回ると機器がカウントします。
• 信号タイプ = アルカリ→ pH しきい値を超えると機器がカウントします。
CIP サイクルは、温度しきい値の範囲内で考慮されます。
• Upper temp. threshold:
温度測定値がこのリミット値を超えると、
CIP の条件違反となり、CIP サイクルはカウントされません。
• Lower temp. threshold:
温度が温度下限しきい値を超過し、最短でも、設定された最小時間の後に再びしきい値を下回った場合に、CIP サイクルはカウントされます。
CIP サイクルをカウントするために、温度が下
限および上限の温度しきい値の間にあるべき
最小時間

校正設定

安定条件
校正中の所定の時間枠において超えてはならない、許容される測定値の変動を設定します。許容差を超過した場合、校正は不許可となり、自動的に中止されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または ORP または pH/ORP/追加セットアップ/校正設定/
機能

オプション

情報

ΔmV

1～10 mV

校正中に許容される測定値の変動

安定条件

初期設定
1 mV
期間

10～60 秒
初期設定
20 秒

Endress+Hauser

許容される測定値の変動が超過してはならな
い時間枠

15

入力：pH/ORP

Memosens

校正時の温度補償
メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

温度補償

選択項目
• オフ
• 自動
• 手動

標準液温度補償を指定します。
• センサの温度センサを用いて自動補償（ATC）• 測定液温度を入力する手動補償• 補償なし初期設定
自動
温度
温度補償 = 手動-50～250 ℃ (-58～482 °F)

標準液温度を指定してください。

初期設定
25 ℃（77 °F）

この設定は、測定モード時ではなく、校正時の補償を基準としています。測定モードの補償は、さら に上のメニューで実行してください。

標準液認識
自動標準液認識
標準液を確実に正しく検出するために、標準液テーブルに格納した値から許容される測定信号の逸脱は、最大 30 mV です。これは、25 ℃ の温度で約 0.5 pH になります。
9.00 と 9.20 の両方の標準液を使用すると、これによって信号間隔がオーバーラップ
し、標準液認識が機能しなくなります。そのため、機器は、pH 9.00 の標準液を pH 9.20の標準液として認識します。
→ pH 9.00 の標準液は、自動標準液認識に使用しないでください。

16

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または ORP または pH/ORP または（ISE/電極スロット）/追加セット
アップ/ 校正設定
機能

オプション

情報

標準液認識

選択項目
• 固定
• 自動 1)• 手動

固定
リストから値を選択します。このリストは 標
準液製造者 の設定に応じて異なります。

初期設定
固定

自動
機器は標準液を自動的に認識します。認識は標準液製造者 の設定に応じて異なります。

 ゼロ点がオフセットしているため、自動標準液認識による CPS341D エナメル pH
センサおよび CPS4xxD-ISFET センサの校正および調整はできません。
手動任意の標準液値を 2 つ入力してください。これらの pH 値は異なっていなければなりません。
標準液製造者

選択項目• エンドレスハウザー• Ingold/Mettler• JIS• DIN 19267• Merck/Riedel• Hamilton• 特別な標準液
初期設定
エンドレスハウザー

以下の pH 値に関する温度テーブルがユニット内部に保存されています。
• エンドレスハウザー
2.00 / 4.00 / 7.00 / (9.00) / 9.22 / 10.00 /12.00• Ingold/Mettler
2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.21
• JIS
1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.18
• DIN 19267
1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75• Merck/Riedel
2.00 / 4.01 / 6.98 / 8.95 / 12.00• Hamilton
1.09 / 1.68 / 2.00 / 3.06 / 4.01 / 5.00 / 6.00
7.00 / 8.00 / 9.21 / 10.01 / 11.00 / 12.00

特別な標準液 オプションを使用すると、独自の標準液を 2 つ設定できます。このために、pH 値/温度
 値のペアを保存できる
2 つのテーブルが表示されます。
標準液１ ... 2

選択項目および初期設定は、標準液製造者 に応じて異なります。

標準液認識 = 固定 または 手
動
1 点校正

選択項目
• Transmitter• センサ

この機能は ISE メニューには含まれません。
オフセットを変換器またはセンサのどちらに保存するか選択します。

初期設定
Transmitter1)

pH または pH/ORP 複合センサのみ

校正の監視
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定された時間が経過すると、診断メッセー
ジ 校正有効性 がディスプレイに表示されます。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。

Endress+Hauser

17入力：pH/ORP

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• 稼働中
• 接続時

この機能により、前回のセンサ校正からの経過
時間を確認できます。この機能は、稼働中に継続的に実行することや、校正データの読込時に1 回のみ実行することができます（センサの接続、機器の起動、校正キットの交換）。

初期設定
オフ

1.

稼働中
連続稼働時に、前回の校正からの経過時間がユーザーに通知されます。

2.

接続時
バッチプロセス時に、最近校正されたセンサのみが使用されます。バッチプロセ
ス時にエラーメッセージは生成されません。

Calibration validity
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
800 h = 72 時間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
1000 h = 72 時間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～20000 時間
通常は、以下が適用されます：アラームリミット > 警告リミット

5.2.9

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
インピーダンス監視、センサチェックシステム（pH ガラス電極および pH/ORP 複合セ
ンサのみ）
センサチェックシステム（SCS）で pH ガラス電極の高インピーダンスを監視します。
最小のインピーダンス値を下回った場合、または最大のインピーダンス値を超過した場
合に、アラームが出力されます。
• インピーダンス値が下がる理由：• 高温• ガラス破損• インピーダンス値の上昇の理由：• センサの乾燥（センサが接液していない）• pH ガラス膜または pH ガラス膜コーティングの摩耗
• 低温

18

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/ス(SCS)

ガラスインピーダン

機能

オプション

情報

上限リミット

選択項目
• オフ
• オン

オン
SCS は、以下の上限の警告値およびアラーム値の設定で動作します。

初期設定
オン

オフ
上限警告およびアラームリミットの監視がオ
フになります。

0～10000 MΩ

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
124 センサガラス

上限アラームリミット

初期設定
3000 MΩ
上限警告リミット

0～10000 MΩ
初期設定2500 MΩ

下限値

下限警告値

選択項目
• オフ
• オン

オン
SCS は、以下の下限の警告値およびアラーム値の設定で動作します。

初期設定
オン

オフ
下限警告およびアラームリミットの監視がオ
フになります。

0～10000 MΩ

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
123 センサガラス

初期設定
0.1 MΩ
下限アラーム値

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
125 センサガラス

0～10000 MΩ
初期設定
0 MΩ

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
122 センサガラス

SCS の場合、上限値と下限値は、互いに独立して有効または無効にすることが可能です。
スロープ（pH のみ）
スロープによってセンサ状態の特性が決まります。理想値（59 mV/pH）からの偏差が大きければ大きいほど、センサ状態は悪くなります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/
機能
警告

リミット

スロープ

オプション

情報

25.00～65.00 mV/pH

スロープ監視のリミット値を設定します。
関連診断コードおよびメッセージテキスト：
509 センサ校正

初期設定
35.16 mV/pH

ゼロ点（pH ガラス電極）および 動作ポイント（pH 半導体電極）
pH ガラス電極センサ
ゼロ点によってセンサリファレンス状態の特性が決まります。理想値（pH 7.00）からの偏差が大きければ大きいほど、状態は悪くなります。
その原因となるのは、たとえば、KCl の溶出やリファレンスの汚染です。

Endress+Hauser

19入力：pH/ORP

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/
イント
機能

オプション

上限警告リミット

情報
1)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
505 センサ校正 1)
515 センサ校正 2)

pH 2.00 ～ 上限警告リミ
ット 1)-950 mV ～ 上限警告リミ
ット 2)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
507 センサ校正 1)
517 センサ校正 2)

下限警告値 ～ pH 12.00
下限警告値 ～ 950 mV 2)
初期設定
pH 8.00 / 300 mV

下限警告値

ゼロ点 または 動作ポ

初期設定
pH 6.00 / -300 mV
1)
2)

pH ガラス電極
pH 半導体電極

センサ状態チェック（pH ガラス電極 のみ）
センサ状態チェック（SCC）で電極ステータスと電極の経年変化の程度を監視します。
校正のたびに電極の状態は更新されます。
電極ステータスの悪化の主な理由は次のとおりです。
• ガラス膜の閉塞または乾燥• 液絡部（リファレンス）が塞がれています。
対処法
1.

センサを洗浄または再生します。

2.

これにより望ましい効果が得られなかった場合：
センサを交換してください。

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/

センサ状態チェック

機能

オプション

情報

機能

選択
• オフ
• オン

この機能のオン、オフ切替えのみ可能です。この機能は内部限界値を使用します。

初期設定
オフ

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
127 SCC 十分
126 SCC 悪い

ORP 測定値（ORP のみ）
プロセス監視のリミット値を設定します。限界値を超えるか、下回ると、診断メッセー
ジが表示されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/

20

ORP 測定値

機能

オプション

情報

上限アラームリミット

初期設定1000 mV

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
842 プロセス値

上限警告リミット

初期設定
900 mV

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
942 プロセス値

下限警告値

初期設定
-900 mV

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
943 プロセス値

下限アラーム値

初期設定-1000 mV

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
843 プロセス値

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

6yyT

正常な測定信号、アラームなし
測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

7
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信
期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法
1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。

Endress+Hauser

21入力：pH/ORP

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
193 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
194 稼動時間>80°C の稼動時間
警告

リミット

>100°C の稼動時間
警告

リミット

<-300mV の稼動時間
警告

リミット

pH センサまたは pH/ORP 複合センサのみ
初期設定
10000 時間>300mV の稼動時間
警告

リミット

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
180 稼動時間
pH センサまたは pH/ORP 複合センサのみ

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
179 稼動時間

Δ スロープ値（pH および pH/ORP 複合センサのみ）
機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正間のスロープの相違を求め、設定に応じて警告またはアラームを発信します。この相違は、センサ状態の指標になります。変化が大きければ大きいほど、化学的な腐食や摩耗の結果として pH ガラス感応膜が受ける摩耗は大きくなります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/

Δ スロープ値

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0.10～10.00 mV/pH
初期設定
5.00 mV/pH

スロープ差の監視のためのリミット値を設定します。
関連診断コードおよびメッセージテキスト：
518 センサ校正

Δ ゼロ点（pH ガラス電極）または Δ 動作点（ISFET）
機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正との相違を求め、設定によって警告またはアラームを発信します。この相違は、センサ状態の指標になります。
次のことが pH ガラス電極に適用されます。
変化が大きければ大きいほど、汚染イオンや KCl の溶出の結果としてリファレンスが受ける摩耗は大きくなります。
22

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

メニュー/設定/入力/チャンネル：pH または pH/ORP/追加セットアップ/診断設定/
作点

Δ ゼロ点 または Δ 動

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

pH 0.00～2.00（pH ガラス スロープ差の監視のためのリミット値を設定電極）します。
0～950 mV（ISFET）
関連診断コードおよびメッセージテキスト：
初期設定• 520 センサ校正（pH ガラス電極）
pH 0.50 / 25 mV• 522 センサ校正（ISFET）

滅菌
滅菌のための標準的な温度にセンサがさらされた状態での稼働時間をシステムがカウントします。この温度はセンサに応じて異なります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/診断設定/

滅菌

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0～1000
初期設定
センサに応じて異なりま
す。 1)

1)

Endress+Hauser

センサ滅菌回数の限界値を指定してください。
診断コードおよび関連メッセージテキスト：
108 滅菌すべてのセンサタイプに、独自の初期設定があります。DIAG/センサ情報/チャンネル <センサタイプ>/推奨された診断リミット値 に表示されます。

23

入力：pH/ORP

Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

24

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

Endress+Hauser

Memosens

入力：pH/ORP

5.3

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

5.4

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

5.5

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更さ
れません。

25

入力：導電率

Memosens

6

入力：導電率

6.1

基本設定

6.1.1

センサ識別

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプ

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

オーダーコード

6.1.2

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

6.1.3

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ

26

機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率6.1.4

操作モードとセル定数

メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率
機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• 導電率
• 抵抗 1)• 濃度 2)• TDS

導電率の測定以外に、電極式導電率センサは、抵抗率や全溶解固形物（TDS）パラメータの測定にも使用できます。
一方、電磁式導電率センサまたは 4 電極式セン
サは、導電率の測定以外に、測定物の濃度および TDS パラメータの測定に使用できます。

初期設定
導電率

セル定数

1)
2)

TDS
TDS は、水中に含まれるすべての無機物質および有機物質を、イオン、分子、または微粒（<2 µm）の形で表します。計算のために、導電率に固定係数 0.5 を掛けます。

読み取り専用接続されているセンサのセル定数が表示され（センサが接続されている ます（→ センサ証明書）
場合のみ利用可能）

電極式センサのみ
電磁式導電率センサおよび 4 電極式センサのみ（例：CLS82E）

6.1.5

設置係数（電磁式導電率センサおよび 4 電極式センサのみ）密閉された設置環境では、導電率センサはパイプ壁による影響を受けます。
設置係数はこの影響を補正します。変換器はセル定数に設置係数を掛けることにより、
セル定数を補正します。
設置係数の値は、配管ノズルの直径と導電率、ならびにセンサの壁からの距離に応じて異なります。
壁とセンサの間に十分な距離が確保されている場合は、設置係数 f を考慮する必要はありません（f = 1.00）。壁からの距離が小さい場合、絶縁性パイプでは設置係数が大きくなり（f > 1）、導電性パイプでは小さくなります（f < 1）。
設置係数は校正液を使用して確認することが可能です。センサ固有の設置係数の近似値については、センサの取扱説明書を参照してください。
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率

Endress+Hauser

機能

オプション

情報

設置係数

読み取り専用現在値を表示します。校正でのみ変化します。
（センサが接続されている場合のみ利用可能）27

入力：導電率

Memosens

6.1.6

濃度テーブル（電磁式導電率センサおよび 4 電極式センサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率
機能

オプション

情報

濃度テーブル

選択項目• NaOH 0..15%• NaOH 25..50%• HCl 0..20%• HNO3 0..24%• HNO3 24..30%• H2SO4 0.5..27%• H2SO4 40..80%• H2SO4 93..99%• H3PO4 0..40%• NaCl 0..26%• ユーザテーブル１ ... 4工場で保存された濃度テーブル：• NaOH：0～15 %、0～100 ℃（32～212 °F）• NaOH：25～50 %、2～80 ℃（36～176 °F）• HCl：0～20 %、0～65 ℃（32～149 °F）• HNO3：0～24 %、2～80 ℃（36～176 °F）• HNO3：24～30 %、2～80 ℃（36～176 °F）• H2SO4：0.5～27 %、4～98 ℃（39～208 °F）• H2SO4：40～80 %、4～98 ℃（39～208 °F）• H2SO4：93～99 %、10～115 ℃（50～239 °F）• H3PO4：0～40 %、2～80 ℃（36～176 °F）• NaCl：0～26 %、2～80 ℃（36～176 °F）

操作モード = 濃度

初期設定
NaOH 0..15%
温度補償モード
濃度テーブル = ユーザテーブ
ル１ ... 4

テーブル名濃度テーブル = ユーザテーブ
ル１ ... 4
テーブル編集選択項目• 温度補償あり• 温度補償なし
初期設定
温度補償あり非常に小さい温度範囲の場合のみ、温度補償なし を選択します。
他のすべての場合は、温度補償あり を選択します。

カスタマイズテキスト、16 文字選択したテーブルに、意味のある名前を割り当ててください。

3 列のテーブル

特定の温度について導電率と濃度の値ペアを割り当ててください。

濃度テーブル = ユーザテーブ
ル１ ... 4

濃度テーブルを入力するためのデータレコード
測定液の組成が定義されているため、テーブルから濃度テーブルのデータレコードを取得できます。別の方法として、データレコードを実験的に決めることができます。
その順は以下のとおりです。
1.

プロセス中に生じる濃度の測定液のサンプルを作成します。少なくとも、濃度が異なる 2 つのサンプルが必要です。

2.

一定の温度でこれらのサンプルの非補償導電率を測定します。
 プロセス温度の変動を考慮する必要がある場合、少なくとも 2 つの異なる温度（0.5 ℃ 以上の差が必要）のデータレコードを指定する必要があります。変換器には、少なくとも 4 つの支持点が必要です。理想としては、最低プロセス温度と最高プロセス温度で 2 つの異なる濃度の導電率を測定してください。

以下の図のように示される（定性的な見地から）測定データが得られます。

28

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率

2

κ

κ

T3

2

1

T3

1

T2
T2
T1

Cmax

Cmin

T1

C

Cmax

Cmin

C
A0036618

8

変わりやすい温度の測定データの例

κ

導電率

1

測定点

c

濃度

2

測定範囲

T

温度

κ

κ

1

Cmin

1

T

Cmax

C

Cmin

T

Cmax

C
A00366199

一定な温度の測定データの例

κ

導電率

T

一定温度

c

濃度

1

測定範囲

測定点から得られる特性曲線は、プロセス k
条件範囲内で極めて単調に増減しなければなりません。つまり、最大点、最小点、
あるいは、一定の挙動を示す範囲が発生す
ることはありません。
したがって、右のような曲線形状は許され
ません。

k

c

 10
κ
c

c
A0036620

許されない曲線形状

導電率
濃度

濃度テーブルの例：

Endress+Hauser

導電率（非補償）[m/cm]

濃度[mg/l]

温度[℃ (°F)]

1.000

0.000

0.00 (32.00)

2.000

0.000

100.00 (212.00)

100.0

3.000

0.00 (32.00)

300.0

3.000

100.00 (212.00)

29

入力：導電率

Memosens

6.1.7単位とフォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率
機能

オプション

情報

主測定フォーマット

選択項目• Auto• #• #.#• #.##• #.###

小数点以下の桁数を指定してください。
4 電極式センサのみ#.### フォーマットは、操作モード = 導電率 では使用できません。

初期設定
Auto
選択項目
• Auto• µS/cm• mS/cm• S/cm• µS/m• mS/m
• S/m

導電率単位

操作モード = 導電率
すべての導電率センサ

初期設定
Auto
選択項目
• Auto• MΩm• MΩcm• kΩcm
• kΩm
• Ωm
• Ωcm

単位

操作モード = 抵抗
電極式導電率センサ

初期設定
Auto
選択項目
• %
• mg/l 1)

濃度単位

操作モード = 濃度
電磁式導電率センサおよび 4 電極式センサ

初期設定
%
選択項目
• ppm
• mg/l単位

操作モード = TDS
すべての導電率センサ

初期設定
ppm
1)

ユーザーテーブルの場合のみ

6.1.8

温度補償

温度係数 α = 温度変化 1 度当たりの導電率の変化：
κ(T) = κ(T0)(1 + α(T - T0))
κ(T) ... プロセス温度 T における導電率κ(T0) ... 基準温度 T0 における導電率

30Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率温度係数は、溶液の化学組成と温度自体の両方に依存します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率
機能

オプション

情報

温度ソース

選択項目
• センサ
• 手動
• 測定値

測定液温度をどのように補償するか決めてください：• センサの温度センサを用いて自動補償• 測定液温度を入力する手動補償• 外部温度センサの使用

初期設定
センサ
測定液温度
温度ソース = 手動

測定値
温度ソース = 測定値

補償
操作モード = 導電率-50.0～250.0 ℃(-58.0～482.0 °F)

測定液の温度を入力してください。

初期設定
25.0 ℃（77 °F）
選択項目• センサ入力• フィールドバス入力（後で入力信号を選択）

外部温度信号（単位は ℃ のみ）
温度センサを接続する入力を選択します。
別の方法として、フィールドバスを介して温度信号を使用することもできます。この場合、後でフィールドバス入力を選択する必要があり
ます。

選択項目
• なし
• リニア
• NaCl (IEC 746-3)• 水 ISO7888 (25°C)• UPW 塩酸
• UPW 塩化ナトリウム• ユーザテーブル１ ... 4

温度依存性を補償するために様々な方法が利用できます。プロセスに応じて、どの補償タイ
プを使用するかを決定してください。
または、なし を選択してから、非補償導電率を測定することも可能です。

初期設定
リニア

リニア温度補償
2 つの温度点間の変化は一定であると見なされます（つまり、α = 定数）。
リファレンス温度とアルファ係数（リニア温度補償の場合のみ）使用するプロセス測定物のアルファ係数とアルファリファレンス温度を確認しておく必要があります。基準温度 25 ℃時の標準的なアルファ係数は、以下の通りです。
• 塩（例：NaCl）：約 2.1%/ K• 塩基（例：NaOH）：約 1.7%/ K• 酸（例：HNO3）：約 1.3%/ K
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率
機能

オプション

情報

リファレンス温度-5.0～100.0 ℃(23.0～212.0 °F)

温度補償導電率計算用基準温度。

初期設定
25.0 ℃（77.0 °F）
係数アルファ

0.000～20.000 %/K
初期設定
2.100%/ K

Endress+Hauser

使用するプロセス測定物のアルファ係数を入
力します。

31

入力：導電率

Memosens

a [%/K]

NaCl 補償
NaCl 補償（IEC 60746 準拠）の場合、温度係数と温度の関係を示す固定非線形曲線が機器に保存されます。この曲線は、最大約 5% の低濃度 NaCl に適用されます。
2.7

2.5

2.3

2.1
0

48

96

144
T [°C]
A0028902

自然水補償
天然水の温度補償用に ISO 7888 準拠の非線形関数が機器に保存されます。
超純水補償（電極式センサ用）
純水および超純水用のアルゴリズムが機器に格納されます。これらのアルゴリズムは、
水解離とその温度依存性を考慮します。これは、約 10 µS/cm までの導電率に使用できます。
• UPW 塩酸
陽イオン交換器の下流の酸導電率測定用に最適化されています。アンモニア（NH3）と苛性ソーダ（NaOH）にも適しています。
• UPW 塩化ナトリウム
pH 中性汚染用に最適化されています。
ユーザ定義テーブル
特定のプロセスの特性を考慮する機能を保存できます。そのためには、次を使用して、温度 T と導電率 κ で構成される値ペアを求めます。
• κ(T0)、基準温度 T0 の場合• κ(T)、プロセスで発生する温度の場合• 次の公式を使用して、プロセスに関連する温度の α 値を計算します。
α=100% . κ(T) - κ(T0)
T - T0κ(T0); T ≠ T0

値は常に増減します。

32

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率

メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率
機能

オプション

情報

温度補償モード

選択項目• 導電率• 係数 α

導電率
温度、導電率、非補償導電率を指定してください。大きな測定範囲および小さな測定値に対して推奨します。

初期設定
導電率

テーブル名
濃度テーブル = ユーザテーブ
ル１ ... 4
テーブル編集濃度テーブル = ユーザテーブ
ル１ ... 4係数 α値ペアとして、アルファ値と関連温度を指定してください。

カスタマイズテキスト、16 文字選択したテーブルに、意味のある名前を割り当ててください。

• 温度• 導電率• 温度補償状況

最大行数：25
テーブルのタイプは、温度補償モード で選択したオプションに応じて異なります。

• 温度• 係数 α

6.2

追加セットアップ

6.2.1

温度フォーマット

メニュー/設定/入力チャンネル：導電率/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット選択• #.#• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#

6.2.2

ユーザー ID（E センサのみ）

センサの個別の識別名を入力できます。その後、この識別名は、DIAG/センサ情報/チャンネル番号 <センサタイプ>/一般情報 メニューに表示されます。

Endress+Hauser

33

入力：導電率

Memosens

6.2.3

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。


初期設定
なし

設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

6.2.4

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/
機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

6.2.5

滅菌設定（サニタリセンサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

Sterilization settings

機能

オプション

情報

温度しきい値

120～150 ℃

滅菌カウンターを開始し、滅菌サイクルをカウントするには、この温度を超える必要があります。

初期設定
121 °C
期間

1～250 分
初期設定
20 分

34

外部ホールド滅菌サイクルをカウントするには、この期間に設定温度に到達する必要があります。

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率6.2.6

CIP 設定（サニタリセンサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

CIP settings

機能

オプション

情報

モード

選択項目
• オン
• オフ

CIP サイクルカウンターのオン/オフを切り替
えます。

初期設定
オフ
選択項目
• 酸
• アルカリ

信号タイプ‣ 酸性またはアルカリ性のどちらの CIP を検知するか指定します。

初期設定
酸
pH しきい値pH 2.0～11.0
初期設定
pH11.0Upper temp. threshold

初期設定
85 °C

Lower temp. threshold

初期設定
75 °C

期間

1～250 分
初期設定
20 分

6.2.7

温度しきい値を超過し、同時に pH しきい値を超過または下回った場合に（選択したタイプに応じて）、CIP サイクルがカウントされます。
• 信号タイプ = 酸→ pH しきい値を下回ると機器がカウントします。
• 信号タイプ = アルカリ→ pH しきい値を超えると機器がカウントします。
CIP サイクルは、温度しきい値の範囲内で考慮されます。
• Upper temp. threshold:
温度測定値がこのリミット値を超えると、
CIP の条件違反となり、CIP サイクルはカウントされません。
• Lower temp. threshold:
温度が温度下限しきい値を超過し、最短でも、設定された最小時間の後に再びしきい値を下回った場合に、CIP サイクルはカウントされます。
CIP サイクルをカウントするために、温度が下
限および上限の温度しきい値の間にあるべき
最小時間

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。

Endress+Hauser

35入力：導電率

Memosens

滅菌
滅菌のための標準的な温度にセンサがさらされた状態での稼働時間をシステムがカウントします。この温度はセンサに応じて異なります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/診断設定/

滅菌

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0～1000

センサ滅菌回数の限界値を指定してください。
診断コードおよび関連メッセージテキスト：
108 滅菌

初期設定
センサに応じて異なりま
す。 1)
1)

すべてのセンサタイプに、独自の初期設定があります。DIAG/センサ情報/チャンネル <センサタイプ>/推奨された診断リミット値 に表示されます。

CIP サイクル（4 電極式センサのみ）洗浄のための標準的な温度にセンサがさらされた状態での稼働時間をシステムがカウントします。この温度はセンサに応じて異なります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率/追加セットアップ/診断設定/

CIP-サイクル

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

‣ センサの CIP サイクルの回数の限界値を指0～3000

定します。

初期設定
1000

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
108 滅菌プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 11
y
yT

36

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 12
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法
1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1～50000 時間です。
選択項目
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューのセンサ情報に読み込むことができます。
センサの総稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
193 稼動時間>80°C の稼動時間
警告

Endress+Hauser

リミット

37

入力：導電率

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率/追加セットアップ/診断設定/
機能リミット稼動時間

オプション

情報

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
194 稼動時間>100°C の稼動時間
警告

リミット

電極式センサのみ>120°C の稼動時間
警告

リミット

初期設定
10000 時間電磁式センサのみ>125°C の稼動時間
警告

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間リミット

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
197 稼動時間
電磁式導電率センサおよび 4 電極式センサのみ>150°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
196 稼動時間
電極式センサのみ>140°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
195 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
198 稼動時間
電極式センサのみ>80°C <100nS/cm の稼動時
間
警告

リミット

初期設定
10000 時間電磁式センサのみ<5°C の稼動時間
警告

リミット

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
187 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
188 稼動時間

分極補償（2 電極式センサのみ）
電解質/電極界面を流れた結果として、反応が起こり、その結果、追加電圧が発生します。こうした分極効果により、電極式センサの測定範囲が制限されます。センサ固有の補償により、測定範囲の限界の精度レベルが向上します。
コントローラは Memosens センサを認識し、適切な補償を自動的に適用します。
センサの測定範囲の限界は、診断/センサ情報/センサ仕様 に表示されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率/追加セットアップ/診断設定/

分極補償

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
168 分極

初期設定
オフ

製薬用水
ここでは、米国薬局方（USP）またはヨーロッパ薬局方（EP）に従った製薬用水の監視用に設定を行うことができます。
リミット機能の非補償導電率値と温度を測定し、 測定値を規格で定義された表と比較します。リミット値を超過した場合、アラームが発信されます。さらに、望ましくない38

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率

動作状態が発生する前に信号で通知する予告アラーム（警告リミット）を設定することもできます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率/追加セットアップ/診断設定/

製薬水

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• EP
• USP

USP <645> または EP <169> の仕様に従って、
アラーム値が機器に保存されます。
ソフトウェアにプログラムされた USP またはEP アラーム値を超えると、診断メッセージ
914 USP/EP アラーム が表示されます。

初期設定
オフ
警告

リミット

10.0～99.9 %初期設定
80.0 %

警告リミットをアラーム値の % で定義します。
診断コードおよび関連メッセージテキスト：
915 USP/EP 警告

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。

Endress+Hauser

39入力：導電率

Memosens

メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状機能洗浄プログラム（センサの場合）

オプション

情報

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

6.2.8

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

6.2.9

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

6.2.10センサ初期設定（電磁式導電率センサのみ）

ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

40

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

Endress+Hauser

Memosens

入力：導電率

6.2.11

校正の監視

メニュー/設定/入力/チャンネル：導電率/追加セットアップ
機能

オプション

情報

校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• 稼働中
• 接続時

この機能により、前回のセンサ校正からの経過
時間を確認できます。この機能は、稼働中に継続的に実行することや、校正データの読込時に1 回のみ実行することができます（センサの接続、機器の起動）。

初期設定
オフ

校正有効性

警告

リミット

アラームリミット• 稼働中
この機能により、前回の校正からの経過時間に関する情報が継続的に提供されます。
• 接続時
前回の校正からの経過時間は、センサが接続されているか、機器が再起動されたときにのみ通知されます。操作中にエラーメッセー
ジは生成されません。
この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認されます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。

初期設定
800 h = 72 時間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
1000 h = 72 時間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～20000 時間
通常は、以下が適用されます：アラームリミット > 警告リミット

6.2.12

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

6.2.13

推奨値（E センサのみ）

推奨値は、診断設定（設定/入力/チャンネル番号：<センサタイプ>/追加セットアップ/
診断設定）のリミット値に適用され、E センサの初回の接続時に暗黙的に読み込まれます。値は、以下に表示されます。
DIAG/センサ情報/チャンネル番号：<センサタイプ>/推奨された診断リミット値
1.
2.

Endress+Hauser

推奨値のロードOK 校正および診断設定のセンサ推奨値が取り込まれ、現在の設定が上書きされます。

41入力：溶存酸素

Memosens

7

入力：溶存酸素

7.1

基本設定

7.1.1

センサ識別

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプ

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

オーダーコード

7.1.2

主測定値

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO
機能

オプション

情報

主測定値

選択
• 液体濃度• 気体濃度• 飽和• 分圧• 生値 nA 1)• 生値 μS 2)

主測定値をどのように表示するかを決定してください。
単位の設定など、他の機能はこの設定に依存し
ます。

初期設定
液体濃度
1)
2)

隔膜式センサ
光学センサ

7.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

42

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

7.1.4

単位

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO
機能

オプション

情報

単位

選択
• mg/l 1)• µg/l 1)• ppm 1)
• ppb 1)
• %Vol 2)• ppmVol 2)

単位は主測定値に対してのみ選択できます。
• 液体濃度• 気体濃度

初期設定
mg/l 1)%Vol 2)1)2)

主測定値 = 液体濃度
主測定値 = 気体濃度

7.1.5

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

7.2

追加セットアップ

7.2.1

温度補償（隔膜式センサおよび COS81E のみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ
機能

オプション

情報

温度補償

選択
• 自動
• 手動

測定液温度をどのように補償するか決めてください：• センサの温度センサを用いて自動補償
温度は、現在の温度値に基づいて常に補償されます。
• 測定液温度を入力する手動補償
測定値は、冷却設備を出入りする測定液の監視に関して入力される値に基づいて常に補償されます。

初期設定
自動

温度
温度補償 = 手動

0 ～ 80 ℃（32 ～ 176 °F） 測定液の温度または、リファレンス温度として使用する別の温度を入力してください。
初期設定
20 ℃（68 °F）

Endress+Hauser

43入力：溶存酸素

Memosens

7.2.2

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

主測定フォーマット選択• #.#• #.##• #.###• #

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.##
温度フォーマット選択• #.#• #.##
初期設定
#.#

7.2.3

（プロセスにおける）測定液補償

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

測定液圧力

選択
• プロセス圧力
• 空気圧
• 海抜
• 測定値

圧力 測定値 を使用して、フィールドバス入力または電流入力を介して圧力測定値を接続することができます。この測定値は次に、測定液
圧力補償に使用されます。

初期設定
空気圧

他の補償タイプの場合は、それぞれの測定に対して補償値を指定します。
1.

2.
入力
測定液圧力 = 測定値

測定点の海抜高度（-300～+4000 m）、
プロセス圧力（500～9999 hPa）または大気圧（500～1200 hPa）を指定します。
 校正中に使用される圧力も情報として表示されます。この圧力は、校正設定/測定液圧力。
確認。

選択• 電流入力• フィールドバス信号• なし

フィールドバスがアクティブな場合または電流入力を利用できる場合にのみ使用できます。
溶存酸素センサの圧力補償に測定値を設定す
る前に電流入力を設定してください。

初期設定
なし

「変換器/アナライザ/サンプラ」の取扱説
明書 →  6
パラメータ で「hPa 単位」を使用して、電流入力の入力変数を設定してください。これに応じて測定範囲の限界を調整します。
例：接続されている圧力センサの測定範囲は 0～1.0 MPa441.

パラメータ：電流入力を設定します。

2.

hPa を単位として定義します。

3.

低レンジ値 に 0、 高レンジ値 に 10,000を入力します（1 bar ≈ 1000 hPa）。

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/

追加セットアップ

機能

オプション

塩分

選択
• 固定値
• 測定値

情報

初期設定
固定値
固定値

0～40 g/ kg

塩分 = 固定値

初期設定
0 g/kg

センサ選択

選択
• なし
• 導電率センサ

塩分 = 測定値

初期設定
なし

7.2.4

溶存酸素測定における塩の含有量の影響は、この関数で補償します。例：コペンハーゲン標準
海水（30 g/ kg）に基づく海水測定。
アプリケーションに対応する固定値を指定するための代替方法として、接続された導電率センサの測定値を使用できます。 そのために
CLS50D または CLS54D を推奨します。 測定値を介した塩分補償は、最大 42 S/m の導電率レ
ベルで 2～35 ℃ の温度範囲で最適に機能します。

LED 設定（COS81E のみ）および測定フィルタ

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

LED 温度モード

選択項目
• オフ
• オン

設定された温度しきい値を超過した場合に、LED がオフになります。
これにより、センサキャップの早すぎる経年劣化を防ぐことができます（例：CIP または SIP
サイクル中）。

初期設定
オン
LED 温度しきい値

30～130 ℃ (86～266 °F)

LED 温度モード = オン

初期設定
80 ℃（176 °F）

LED 測定間隔

選択項目
• １秒
• 3秒
• 10 秒• 30 秒
初期設定
１秒

測定フィルタ

選択項目• ノーマル• ライフサイエンス - 標
準• ライフサイエンス - 強• (オフ)• (低)• (高)• (高すぎる)
初期設定
ノーマル

7.2.5

LED 測定間隔は一方で応答時間、他方でセンサ
キャップの動作寿命に影響を及ぼします。
間隔が短い場合は、応答時間が向上しますが、センサキャップの動作寿命が短くなります。
プロセスの要件に応じて、設定を行ってください。

測定値の平滑化フィルタ
括弧内に示されているフィルタは、非常に特殊なアプリケーション（例：研究作業）のみを対象としています。

 不明：現在のファームウェアバージョン
で認識できないフィルタが、センサに設定されていると表示されます。この場合
は、ファームウェアを更新するか、有効な測定フィルタを選択する必要があります。

ユーザー ID（E センサのみ）

センサの個別の識別名を入力できます。その後、この識別名は、DIAG/センサ情報/チャンネル番号 <センサタイプ>/一般情報 メニューに表示されます。

Endress+Hauser

45入力：溶存酸素

Memosens

7.2.6

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。


初期設定
なし

設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

7.2.7

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/
機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

7.2.8

滅菌設定（サニタリセンサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

Sterilization settings

機能

オプション

情報

温度しきい値

120～150 ℃

滅菌カウンターを開始し、滅菌サイクルをカウントするには、この温度を超える必要があります。

初期設定
121 °C
期間

1～250 分
初期設定
20 分

46

外部ホールド滅菌サイクルをカウントするには、この期間に設定温度に到達する必要があります。

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

7.2.9

CIP 設定（サニタリセンサのみ）

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

CIP settings

機能

オプション

情報

モード

選択項目
• オン
• オフ

CIP サイクルカウンターのオン/オフを切り替
えます。

初期設定
オフ
選択項目
• 酸
• アルカリ

信号タイプ‣ 酸性またはアルカリ性のどちらの CIP を検知するか指定します。

初期設定
酸
pH しきい値pH 2.0～11.0
初期設定
pH11.0Upper temp. threshold

初期設定
85 °C

Lower temp. threshold

初期設定
75 °C

期間

1～250 分CIP サイクルは、温度しきい値の範囲内で考慮されます。
• Upper temp. threshold:
温度測定値がこのリミット値を超えると、
CIP の条件違反となり、CIP サイクルはカウントされません。
• Lower temp. threshold:
温度が温度下限しきい値を超過し、最短でも、設定された最小時間の後に再びしきい値を下回った場合に、CIP サイクルはカウント
されます。

初期設定
20 分

7.2.10温度しきい値を超過し、同時に pH しきい値を超過または下回った場合に（選択したタイプに応じて）、CIP サイクルがカウントされます。
• 信号タイプ = 酸→ pH しきい値を下回ると機器がカウントします。
• 信号タイプ = アルカリ→ pH しきい値を超えると機器がカウントします。

CIP サイクルをカウントするために、温度が下
限および上限の温度しきい値の間にあるべき
最小時間

校正設定

安定条件
校正中の所定の時間枠において超えてはならない、許容される測定値の変動を設定します。許容差を超過した場合、校正は不許可となり、自動的に中止されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/

追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

Δ 信号

0.1～2.0 %
初期設定
0.2 %

校正時の許容測定値変動
隔膜式センサの場合には nA 単位の生値を基準にし、光学式センサの場合には µS 単位の生値を基準にします。

0.10～2.00 K

校正時の許容温度変動

Δ 温度

初期設定
0.50 K
期間

5～60 s初期設定
10 秒

Endress+Hauser

許容される測定値の変動が超過してはならな
い時間枠

47

入力：溶存酸素

Memosens

測定液補償（校正時）メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

測定液圧力

選択項目
• プロセス圧力• 空気圧• 海抜• As in measurement

校正時の圧力を設定します。

初期設定
空気圧

プロセス圧力500～9999 hPa

測定液圧力 = プロセス圧力

初期設定
1013 hPa

空気圧

500～1200 hPa

測定液圧力 = 空気圧

初期設定1013 hPa

海抜-300～4000 m

測定液圧力 = 海抜

初期設定
0m

相対湿度（大気変数）

0～100 %• プロセス圧力
校正中の圧力は通常のプロセス圧力と異なります（プロセス中での校正）。
• 空気圧
校正時の大気圧（空気中での校正）• 海抜
校正時の高度（空気中での校正）• As in measurement
センサメニューで設定されたプロセス条件
は、校正条件に対応します（プロセス中での
校正）。

初期設定
100 %

校正の監視
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定された時間が経過すると、診断メッセー
ジ 校正有効性 がディスプレイに表示されます。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。

48

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• 稼働中
• 接続時

この機能により、前回のセンサ校正からの経過
時間を確認できます。この機能は、稼働中に継続的に実行することや、校正データの読込時に1 回のみ実行することができます（センサの接続、機器の起動、校正キットの交換）。

初期設定
オフ

1.

稼働中
連続稼働時に、前回の校正からの経過時間がユーザーに通知されます。

2.

接続時
バッチプロセス時に、最近校正されたセンサのみが使用されます。バッチプロセ
ス時にエラーメッセージは生成されません。

Calibration validity
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
800 h = 72 時間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
1000 h = 72 時間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～20000 時間
通常は、以下が適用されます：アラームリミット > 警告リミット

7.2.11

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
スロープ（隔膜式センサおよび COS61D のみ）（相対的な）スロープはセンサの状態を特徴付けます。値の減少は電解液の枯渇を示しています。電解液を交換するタイミングを制御するには、限界値とそれに起因する診断
メッセージを指定します。

‣ センサにおけるスロープ監視の限界値を指定してください。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

上限警告リミット

スロープ

情報
1)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
511 センサ校正

0.0～200.0 % 1)
0.0～109.9 % 2)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
509 センサ校正

0.0～200.0 %80.1～200.0 % 2)
初期設定
140.0 % 1)
110.0 % 2)

下限警告値

初期設定
60.0 % 1)
80.0 % 2)1)2)Endress+Hauser

隔膜式センサCOS61D49

入力：溶存酸素

Memosens

Δ スロープ（隔膜式センサのみ）
機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正間のスロープの相違を求め、設定に応じて警告またはアラームを発信します。この相違は、センサ状態の指標になります。
変化の増大は、センサ面の付着物の形成や電解液の汚染を示しています。センサ取扱説
明書の指示に指定されているとおりに隔膜および電解液を交換してください。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

Δ スロープ値

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0.0～50.0 %初期設定
15.0 %

スロープ差の監視の限界値を指定してください。
関連診断コードおよびメッセージテキスト：
518 センサ校正

ゼロ点（隔膜式センサのみ）
無酸素状態の測定物内で測定したセンサ信号に対応するゼロ点。酸素が含まれない水中または高純度窒素中でゼロ点を校正できます。これにより、トレース範囲における精度が向上します。

‣ センサのゼロ点監視のためのリミット値を設定します。
一般的な調整範囲：-10～10 nA
この設定値は、他のリミット値の可能な調整範囲に影響します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

ゼロ点

機能

オプション

情報

上限警告リミット

初期設定
1.0 nA

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
505 ゼロ 警告

下限警告値

初期設定
-1.0 nA

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
507 ゼロ 警告

Δ ゼロ点（隔膜式センサのみ）
機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正との相違を求め、設定によって警告またはアラームを発信します。この相違は、センサ状態の指標になります。相違の拡大は、陰極上での沈着物の形成を示しています。センサ取扱説明書の指示に指定されているとおりに陰極を掃除または交換してください。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

Δ ゼロ点

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0.0～10 nA
初期設定
0.5 nA50‣ スロープ差の監視のためのリミット値を設定します。

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
520 センサ校正

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

校正品質指標（COS81E のみ）
取り付けられたセンサキャップの最初の校正と現在の校正が比較され、キャップの状態
がパーセンテージで表示されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/
機能
警告

リミット

Calibration quality index

オプション

情報

0～100 %

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
734 Calibration quality

初期設定
80 %

キャップ校正（COS61D を除くすべてのセンサ）
センサ内の校正カウンターは、センサ校正と、現在使用されている隔膜キャップによる校正を区別します。このキャップを交換した場合、（キャップ）カウンターのみがリセ
ットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

キャップ校正回数

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン/オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

1～1000
初期設定
500 1)
20 2)‣ センサキャップを交換するまでに、そのキャップで実施できる校正回数を設定します。この回数はプロセスに大きく依存する
ため、個別に決定する必要があります。

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
535 センサチェック
1)2)

隔膜式センサCOS81E

滅菌（滅菌可能な E センサのみ）
滅菌のための標準的な温度にセンサがさらされた状態での稼働時間をシステムがカウントします。この温度はセンサに応じて異なります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/診断設定/

滅菌

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0～1000
初期設定
センサに応じて異なりま
す。 1)

1)

Endress+Hauser

センサ滅菌回数の限界値を指定してください。
診断コードおよび関連メッセージテキスト：
108 滅菌すべてのセンサタイプに、独自の初期設定があります。DIAG/センサ情報/チャンネル <センサタイプ>/推奨された診断リミット値 に表示されます。

51

入力：溶存酸素

Memosens

キャップ滅菌（滅菌可能な E センサのみ）
センサ内の滅菌カウンターは、センサと、現在使用されている隔膜キャップ/蛍光キャップを区別します。このキャップを交換した場合、（キャップ）カウンターのみがリセ
ットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

キャップ滅菌回数

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

‣ センサキャップを交換するまでに、そのキャップで実施できる滅菌回数を設定します。この回数はプロセスに大きく依存する
ため、個別に決定する必要があります。

初期設定
オフ
警告

リミット

0～200
初期設定
• 25 1)• 200 2)1)2)関連診断コードおよびメッセージテキスト：
109 滅菌キャップ

隔膜式センサCOS81ECIP サイクル（滅菌可能な E センサのみ）洗浄のための標準的な温度にセンサがさらされた状態での稼働時間をシステムがカウントします。この温度はセンサに応じて異なります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

CIP-サイクル

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

1～1000初期設定
1000‣ センサの CIP サイクルの回数の限界値を指定します。

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
108 滅菌キャップ CIP サイクル（滅菌可能な E センサのみ）
センサ内の滅菌カウンターは、センサと、現在使用されている隔膜キャップまたは蛍光キャップを区別します。このキャップを交換した場合、キャップカウンターのみがリセ
ットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

CIP-cycles cap

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

1～300
初期設定
200

52

‣ センサキャップの CIP サイクル回数の限界値を設定します。

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
109 滅菌キャップ

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 13
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 14
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法
1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。

Endress+Hauser

53入力：溶存酸素

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

リミット

初期設定
10000 時間

54

リミット

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
185 稼動時間
COS51D のみ

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
186 稼動時間
COS61D のみ< 25 µs の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
184 稼動時間
COS22D のみ>160nA の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
183 稼動時間
COS51D のみ>50nA の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
195 稼動時間
COS22D のみ>30nA の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
193 稼動時間
COS81D のみ>15nA の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
192 稼動時間
COS22D および COS81D のみ>120°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
191 稼動時間
COS22D、COS61D および COS81D のみ>80°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
190 稼動時間
COS51D のみ>40°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
189 稼動時間
COS61D のみ>30°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
188 稼動時間
COS51D のみ>25°C の稼動時間
警告

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間
光学式センサのみ>5°C の稼動時間
警告

オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間<5°C の稼動時間
警告

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
181 稼動時間

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット

情報
COS61D のみ> 40 µs の稼動時間
警告

リミット稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
182 稼動時間

キャップ稼動時間リミット値（COS81E および COS22E のみ）
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサキャップの総稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
192 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
193 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
195 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
188 稼動時間>40°C の稼動時間
警告

リミット

>80°C の稼動時間
警告

リミット

>120°C の稼動時間
警告

リミット

<5°C の稼動時間
警告

リミット

電解液カウンター（隔膜式センサのみ）
メニュー/設定/入力/チャンネル：DO/追加セットアップ/診断設定/

電解液カウンタ

機能

オプション

情報

機能

選択
• オフ
• オン

電解液の減少は、分析対象成分の変化量に基づいて計算されます。

初期設定
オフ‣ 電解液の交換後：カウンタをリセットします（CAL/溶存酸素(隔膜式)/電解液交換）。

Electrolyte capacity

表示のみ

残量を表示

警告

100,000～
20,000,000 µAs

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
534 センサ校正

リミット

初期設定
2,896,000 µAs

Endress+Hauser

55

入力：溶存酸素

Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

56

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

Endress+Hauser

Memosens

入力：溶存酸素

7.2.12

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

7.2.13

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

7.2.14

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

7.2.15センサの初期設定（COS61D のみ）

ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

57

入力：殺菌

Memosens

8

入力：殺菌

8.1

基本設定

8.1.1

センサ識別

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>
機能

オプション

情報

チャンネル

選択項目
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプ

読み取り専用
消毒（センサが接続されている• 遊離塩素場合のみ利用可能）• Chlorine dioxide

Sensor element
オーダーコード
1)

接続されているセンサのオーダーコード

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

8.1.2

主測定値

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>
機能

オプション

情報

主測定値

選択項目
• 濃度
• センサ電流

主測定値をどのように表示するかを決定して
ください。

初期設定
濃度
1)

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

8.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

58

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

Endress+Hauser

Memosens

入力：殺菌

8.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

8.1.5

単位

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>
機能

オプション

情報

単位

選択項目
• mg/l• µg/l• ppm• ppb

測定されたパラメータは、単位の後に省略形で表示されます。
例：塩素を mg/l で測定した場合の単位はmg/l Cl2、二酸化塩素は mg/l ClO2 と表示されます。

主測定値 = 濃度

初期設定
mg/l
1)

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

8.2

追加セットアップ

8.2.1

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット

選択項目
• #.#
• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット

選択項目
• #.#
• #.##• #.###
• #
初期設定
#.##

1)

Endress+Hauser

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

59入力：殺菌

Memosens

8.2.2

測定液および温度補償

測定液補償（遊離塩素または臭素用センサのみ）
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

測定液補償（pH）

選択項目
• オフ
• オン

オフ
測定値は、遊離塩素中の次亜塩素酸（HOCl）または遊離臭素中の次亜臭素酸（HOBr）の割合に対応します。

初期設定
オン

モード
測定液補償（pH） = オン

選択項目
• 固定値
• 測定値
初期設定
固定値

オン
pH 値に基づき、対応する次亜塩素酸陰イオン
OCl-（または OBr-）の割合が次亜塩素酸（HOClまたは HOBr）の測定値に追加され、遊離塩素
または遊離臭素の合計値として特定されます。
• 固定値
pH 固定値が全遊離塩素または全遊離臭素の計算に使用されます。
• 測定値
別の入力に接続されている pH センサの測定
値が、全遊離塩素または全遊離臭素の計算に使用されます。

pH 固定値

pH 4.00～9.00

pH 値が一定の測定液に有用です。

モード = 固定値

初期設定
pH7.201.

リファレンス測定を使用して、測定物のpH 値を特定します。

2.

ここに、リファレンス測定で得られた pH
値を入力します。

関連した pH センサ

pH センサを選択

pH 値が変動する測定液に適した方法です。

モード = 測定値

初期設定
なし

‣ pH センサが接続されているセンサ入力を1)選択します。
 その測定値が、恒久的に全遊離塩素または全遊離臭素の計算に使用されます。

塩素 または Free bromine

温度ソース
外部の測定値を温度ソースにしたい場合は、このメニューを使用します。内部温度センサを介して、または測定物温度の入力により補償する場合は、温度補償(→  61) 機能を使用します。

60

Endress+Hauser

Memosens

入力：殺菌

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度ソース

選択項目
• 手動
• Internal sensor• External meas. value• Internal sensor
内部温度センサを使用した自動補償• 手動
測定物温度の手動入力による補償• External meas. value
外部温度センサの測定値による補償

初期設定
Internal sensor
測定液温度
温度ソース = 手動

入力
温度ソース = External meas.
value

1)

0～55 ℃(32～130 °F)‣ 測定物の温度を入力します。

初期設定
20.0 ℃（68 °F）
選択項目
外部温度信号（単位は ℃ のみ）• センサ入力
1. 温度センサを接続する入力を選択しま• フィールドバス入力（後す。
で入力信号を選択）
2. またはフィールドバス経由の温度信号を使用します。このためには、フィールドバス入力を選択します。

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

温度補償メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/
機能

オプション

情報

温度補償

選択項目
• 自動
• 手動

• 自動
内部温度センサを使用した自動補償• 手動
測定物温度の手動入力による補償

初期設定
自動
温度
温度補償 = 手動

1)

Endress+Hauser

追加セットアップ-5.0～50.0 ℃(23.0～122.0 °F)‣ 測定物の温度を入力します。

初期設定
20.0 ℃（68 °F）

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

61入力：殺菌

Memosens

8.2.3

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。


初期設定
なし

設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

8.2.4

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

8.2.5

校正設定

校正の監視
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定された時間が経過すると、診断メッセー
ジ 校正有効性 がディスプレイに表示されます。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。

62

Endress+Hauser

Memosens

入力：殺菌

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• 稼働中
• 接続時

この機能により、前回のセンサ校正からの経過
時間を確認できます。この機能は、稼働中に継続的に実行することや、校正データの読込時に1 回のみ実行することができます（センサの接続、機器の起動、校正キットの交換）。

初期設定
オフ

1.

稼働中
連続稼働時に、前回の校正からの経過時間がユーザーに通知されます。

2.

接続時
バッチプロセス時に、最近校正されたセンサのみが使用されます。バッチプロセ
ス時にエラーメッセージは生成されません。

Calibration validity
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
800 h = 72 時間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
1000 h = 72 時間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～20000 時間
通常は、以下が適用されます：アラームリミット > 警告リミット

安定条件
校正中の所定の時間枠において超えてはならない、許容される測定値の変動を設定します。許容差を超過した場合、校正は不許可となり、自動的に中止されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

Delta slope

0.1～5.0 %スロープ校正中に許容される測定値の変動（nA
単位の生値を基準にして）。

初期設定
センサに依存Delta zero point

0.1～12.0 nA

ゼロ点校正中に許容される測定値の変動

初期設定
センサに依存Δ 温度

0.10～2.00 K

校正時の許容温度変動

初期設定
センサに依存期間

1～60 s
初期設定
センサに依存1)

許容される測定値の変動が超過してはならな
い時間枠

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

8.2.6

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
スロープ（相対的な）スロープはセンサの状態を特徴付けます。値が減少している場合は、メンテナンスの必要性を示している可能性があります。リミット値とこれらのリミット値
Endress+Hauser63入力：殺菌

Memosens

により発生する診断メッセージを指定することによって、メンテナンスの必要性をシス
テムが警告するタイミングを制御できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/

スロープ

機能

オプション

情報

上限警告リミット

3.0～500.0 %関連診断コードおよびメッセージテキスト：
511 センサ校正

初期設定
200.0 %
下限警告値

3.0～500.0 %初期設定
25.0 %

1)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
509 センサ校正

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

Δ スロープ
機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正間のスロープの相違を求め、設定に応じて警告またはアラームを発信します。この相違は、センサ状態の指標になります。
変化の増大は、センサ面の汚れや電解液の消費を示しています。センサ取扱説明書の指示に指定されているとおりに隔膜および電解液を交換してください。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/

Δ スロープ値

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0～50.0 %初期設定
15.0 %

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
518 センサ校正‣ スロープ差の監視のためのリミット値を設
定します。

1)

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

ゼロ点
ゼロ点は、殺菌剤が含まれない測定物内で測定したセンサ信号に対応します。ゼロ点ゲ
ル COY8 を使用してゼロ点を特定することが可能です。 これにより、トレース範囲における精度が向上します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/
機能
警告

リミット

ゼロ点

オプション

情報

0.0～10.0 nA

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
513 ゼロ 警告

初期設定
1.0 nA‣ センサのゼロ点監視のためのリミット値を設定します。

1)64

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

Endress+Hauser

Memosens

入力：殺菌

Δ ゼロ点
機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正との相違を求め、設定によって警告またはアラームを発信します。この相違は、センサ状態の指標になります。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/

Δ ゼロ点

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
警告

リミット

0.0～10.0 nA
初期設定
5.0 nA

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
520 センサ校正‣ スロープ差の監視のためのリミット値を設
定します。

1)

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

キャップ校正回数
センサ内の校正カウンターは、センサ校正と、現在使用されている隔膜キャップによる校正を区別します。このキャップを交換した場合、（キャップ）カウンターのみがリセ
ットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/

キャップ校正回数

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

隔膜キャップを交換するまでにそのキャップで行うことができる校正の回数を指定してください。この回数はプロセスに大きく依存す
るため、個別に決定する必要があります。

初期設定
オフ
警告

リミット

1～75
初期設定
8

1)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
535 センサチェック

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

Cap change monitoring
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/

Cap change monitoring

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
987 校正要求

初期設定
オフ
1)

Endress+Hauser

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

65入力：殺菌

Memosens

プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 15
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 16
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法
1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。

66

Endress+Hauser

Memosens

入力：殺菌

メニュー/設定/入力/チャンネル：消毒/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
オプション
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
178 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
191 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
177 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
176 稼動時間>15°C の稼動時間
警告

リミット

>30°C の稼動時間
警告

リミット

>20nA の稼動時間
警告

リミット

>100nA の稼動時間
警告

リミット

リミット稼動時間
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1～50000 時間です。
選択項目
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサキャップの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコント
ローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューのセンサ情報に読み込むことができます。
センサキャップの総稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
178 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
191 稼動時間>15°C の稼動時間
警告

リミット

>30°C の稼動時間
警告

Endress+Hauser

リミット

67

入力：殺菌

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

>%0V nA の稼動時間
警告

リミット

1)

リミット

情報
%0V は変数です。センサに応じて、この変数の代わりに数値が表示されます。

初期設定
2200 時間>%0V nA の稼動時間
警告

リミット稼動時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
111 稼動時間%0V は変数です。センサに応じて、この変数の代わりに数値が表示されます。

初期設定
2200 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
111 稼動時間

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

電解液カウンター
電解液の消費は、時間の経過に伴うセンサ全電流としてセンサ内で計算されます。変換器は、この値をセンサから電荷量として読み取り、アンペア秒で表示します。センサの動作中に、電荷量はゼロからカウントアップします。各センサには、電解液能力（As）
が個別に設定されており、これは到達する最大電荷量に相当します。電解液消費の警告
限界に達すると、診断メッセージが表示されます（通常は、電解液能力の 80%）。
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/

電解液カウンタ

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフElectrolyte capacity

読み取り専用警告

リミット

調整範囲および初期設定
センサに依存1)

塩素 または Chlorine dioxide または 塩素 または Free bromine または Ozone

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
534 センサ校正

pH リミット値監視（遊離塩素または臭素用センサのみ）
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサ DI 1)>/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。
上限および下限のアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
調整範囲（両方のリミット値が含まれること）：
pH 1.0～14.0
通常は、以下が適用されます：上限警告リミッ
ト > 下限警告値

初期設定
オフ

上限警告リミット

初期設定
pH 9.00 2)
pH 10.00 3)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
945 pH value high

下限警告値

初期設定
pH 4.00 2)
pH 5.0 3)

関連診断コードおよびメッセージテキスト：
946 pH value low

1)
2)
3)

68

pH limit monitoring

塩素 または Free bromine
遊離塩素用センサ
遊離臭素用センサ

Endress+Hauser

Memosens

入力：殺菌

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

Endress+Hauser

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

69

入力：殺菌

Memosens

8.2.7

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

8.2.8

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

8.2.9

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

70

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

Endress+Hauser

Memosens

入力：飲用水濁度9

入力：飲用水濁度

9.1

基本設定

9.1.1

センサ識別

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプオーダーコード

9.1.2

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

アプリケーション

センサは工場出荷時に予め校正されています。そのため、追加校正の必要なしで幅広い用途（例えば、排水測定）に使用できます。ホルマジン、カオリン、PSL、および珪藻土の各アプリケーション向けの工場校正はそれぞれ 20 の校正点に基づいています。
変更できない工場校正データに加え、センサには、プロセス校正を保存するために使用されるデータレコードが 5 つ備わっています。
校正データレコードは個別の名前で保存されます。校正のたびに独自のデータレ
コードを追加できます。これらは、「 アプリケーション .
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度
機能

オプション

情報

アプリケーションタイプ

選択
濁度

保存されている校正データレコードの事前選
択

初期設定
濁度
アプリケーション

選択• ホルマジン• カオリン• PSL• 珪藻土

保存されている校正データレコードを選択してください。

初期設定
濁度

Endress+Hauser

71入力：飲用水濁度

Memosens

9.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

9.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

9.2

追加セットアップ

9.2.1

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット選択• #.#• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット選択• #.#• #.##• #.###
• #
初期設定
#.#

72

Endress+Hauser

Memosens

入力：飲用水濁度

9.2.2

単位

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

単位

選択
• FNU
• NTU
• FTU
• TE/F• EBC• ASBC

主測定値の単位を選択してください。

アプリケーション = ホルマジ
ン

初期設定
FNU
単位
アプリケーション = カオリン
または 珪藻土選択• auto (g/l; mg/l)• ppm• mg/l
• g/l
初期設定
mg/l

単位
アプリケーション = PSL

9.2.3

選択
度
初期設定
度

FNU
ホルマジン比濁分析単位、90° 散乱光測定（ISO7027 準拠）NTU
ネフェロメ濁度単位、90° 散乱光測定（米国規格に準拠）、FTU と同じ
FTU
ホルマジン濁度単位、水処理で使用
TE/F
濁度単位/ホルマジン、ドイツの単位、水処理で使用
EBC
濁度単位、醸造所の欧州/国際単位
ASBC
米国醸造化学者学会（American Society of
Brewing Chemists）
auto (g/l; mg/l)
mg/l と g/lfnu を自動切り替え

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択し

初期設定
なし

ます（複数選択可）。
 設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

9.2.4

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.

Endress+Hauser73入力：飲用水濁度

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

9.2.5

校正設定

校正タイマーと校正有効期限
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定した時間が経過すると、 校正タイマー。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正タイマー

選択
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
校正タイマー値

1～10 000 時間
初期設定
1000 時間

校正期限切れ時間

選択
• オフ
• オン
初期設定
オフ

タイマーがタイムアウトするまでの経過時間を入力します。この時間が経過すると、診断メッセージ「 校正タイマ 」（コード 102）が表示されます。
この機能により、センサの校正がまだ有効化かどうかが確認されます。
例：事前校正済みのセンサを設置します。
この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認されます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。

校正期限切れ時間
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
48 週間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
52 週間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～104 週間
通常は次が適用されます。アラームリミット > 警告リミット

74

Endress+Hauser

Memosens

入力：飲用水濁度

安定条件
校正時、ある時間幅の間に超えてはならない許容測定値変動を定義します。許容差を超えた場合、校正は許可されないため、自動的に中断されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

Δ 信号

0.1 ～ 5.0 %校正時の許容測定値変動

初期設定
2.0 %
Δ 温度

0.10...2.00 K

校正時の許容温度変動

初期設定
0.50 K
期間

5 ～ 100 s

測定値変動の許容範囲を超えるべきではない
時間幅

初期設定
20 秒

9.2.6

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 17
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 18
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法

Endress+Hauser

1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

75

入力：飲用水濁度

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

 以下のメニュー機能の名前はセンサ仕様に依存します。そのため、ここでは指定できません。
指定された温度を下回る
警告

リミット

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
935 プロセス温度

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
934 プロセス温度が高い

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
943 プロセス値

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
942 プロセス値指定された温度を上回る
警告

リミット

指定されたリミット値を下
回る
警告

リミット

指定されたリミット値を上
回る
警告

76

リミット

Endress+Hauser

Memosens

入力：飲用水濁度

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

Endress+Hauser

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

77

入力：飲用水濁度

Memosens

9.2.7

信号処理

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ/信号処理/

測定フィルタ

機能

オプション

情報

構成方法

選択
• 標準
• スペシャリスト

標準
3 つの事前定義設定から選択

初期設定
スペシャリスト
フィルタレベル
構成方法 = 標準

選択
• 低
• 中
• 高
初期設定
中

ディスプレイパラメータ

スペシャリスト
測定値フィルタがどのように反応する必要があるかを詳細に指定します。
フィルタ方法を選択してください。以下のパラメータが工場で事前に設定されており、編集できないパラメータとして表示されます。
「 構成方法 = スペシャリスト 」でパラメータを設定できます。

読み取り専用構成方法 = 標準78

相対リミット0.000000 ～ 1.000000

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
0.000020

ジャンプ前の滞在時間

0 ～ 1000 s

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
10 s

ジャンプ前の積分時間

0 ～ 1000 s

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
4秒

動的な

1～3

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
3

平滑化

0.00000 ～ 10.00000

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
0.00800

フィルタ強度を指定
0.000000 ... 一定の測定値
0.000020 ... 標準
0.010000 ... 低
1.000000 ... オフ
どの程度の時間が経過したら測定値が変わる必要があるのかを指定します。

次の変更値に使用する必要がある測定値の数（期間）を指定します。

フィルタがどの程度動的に応答すべきか：遅い（1） ～ 早い（3）値平滑化
平滑化値は常にフィルタ強度（相対リミット）に適合している必要があります。
相対限度が高いほど平滑化が小さくなります（その逆も同様）。相対限度が 0.01 であるた
め、平滑化値を 0 に設定する必要があります。

Endress+Hauser

Memosens

入力：飲用水濁度

9.2.8

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

9.2.9

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

9.2.10

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

9.2.11センサの初期設定

ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

79

入力：濁度と固形物

Memosens10

入力：濁度と固形物

10.1

基本設定

10.1.1

センサ識別メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプオーダーコード

10.1.2

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

アプリケーション

センサは工場出荷時に予め校正されています。そのため、追加校正の必要なしで幅広い用途（例えば、排水測定）に使用できます。工場校正はそれぞれ「3 点校正」に基づいています。カオリンとホルマジンの両アプリケーションは既に校正されているため、さらに校正することなく使用できます。他のアプリケーションはすべて基準サンプルで事前に校正されるため、対応する用途に合わせて校正が必要です。変更できない工場校
正データに加え、センサには、プロセス校正を保存するために使用されるデータレコー
ドが 5 つ備わっています。
校正データレコードは個別の名前で保存されます。校正のたびに独自のデータレ
コードを追加できます。これらは、「 アプリケーション .
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度
機能

オプション

情報

アプリケーションタイプ

選択• 濁度• 固形物濃度

保存されている校正データレコードの事前選
択

初期設定
濁度
アプリケーション

センサに依存保存されている校正データレコードを選択してください。

 関連するデータレコードの選択に関する
詳細については、センサの取扱説明書を参照してください。
取扱説明書：Turbimax CUS51D、
BA00461C

80

Endress+Hauser

Memosens

入力：濁度と固形物

10.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

10.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

10.2

追加セットアップ

10.2.1

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット選択• #.#• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット選択• #.#• #.##• #.###
• #
初期設定
#.#

Endress+Hauser

81入力：濁度と固形物

Memosens

10.2.2

単位

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

単位

選択
• FNU
• NTU

主測定値の単位を選択してください。

アプリケーションタイプ = 濁度単位
アプリケーションタイプ = 固
形物濃度

FNU
ホルマジン比濁分析単位、90° 散乱光測定（ISO7027 準拠）

初期設定
FNU

NTU
ネフェロメ濁度単位、90° 散乱光測定（米国規格に準拠）、FTU と同じ

選択• auto (g/l; mg/l)
• ppm
• %TS
• mg/l• g/l%TS% 全固形物
auto (g/l; mg/l)
mg/l と g/lfnu を自動切り替え

初期設定
auto (g/l; mg/l)

10.2.3

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。
 設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

初期設定
なし

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

10.2.4

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

82

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

Endress+Hauser

Memosens

入力：濁度と固形物

10.2.5

校正設定

校正タイマーと校正有効期限
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定した時間が経過すると、 校正タイマー。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正タイマー

選択
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
校正タイマー値

1～10 000 時間
初期設定
1000 時間

校正期限切れ時間

選択
• オフ
• オン

タイマーがタイムアウトするまでの経過時間を入力します。この時間が経過すると、診断メッセージ「 校正タイマ 」（コード 102）が表示されます。
この機能により、センサの校正がまだ有効化かどうかが確認されます。
例：事前校正済みのセンサを設置します。
この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認されます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。

初期設定
オフ

校正期限切れ時間
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
48 週間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
52 週間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～104 週間
通常は次が適用されます。アラームリミット > 警告リミット

安定条件
校正時、ある時間幅の間に超えてはならない許容測定値変動を定義します。許容差を超えた場合、校正は許可されないため、自動的に中断されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/

追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

Δ 信号

0.1 ～ 5.0 %校正時の許容測定値変動

初期設定
2.0 %
Δ 温度

0.10...2.00 K

校正時の許容温度変動

初期設定
0.50 K
期間

5 ～ 100 s
初期設定
20 秒

10.2.6

測定値変動の許容範囲を超えるべきではない
時間幅

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
Endress+Hauser

83入力：濁度と固形物

Memosens

設定ごとに関連診断コードが表示されます。
プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 19
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 20
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法
1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。

84

Endress+Hauser

Memosens

入力：濁度と固形物

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

 以下のメニュー機能の名前はセンサ仕様に依存します。そのため、ここでは指定できません。
指定された温度を下回る
警告

リミット

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
935 プロセス温度

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
934 プロセス温度が高い

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
943 プロセス値

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
942 プロセス値指定された温度を上回る
警告

リミット

指定されたリミット値を下
回る
警告

リミット

指定されたリミット値を上回る
警告

Endress+Hauser

リミット

85

入力：濁度と固形物

Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

86

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

Endress+Hauser

Memosens

入力：濁度と固形物

10.2.7

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

10.2.8

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

10.2.9

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

10.2.10 センサの初期設定
ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

87入力： SAC

Memosens

11

入力： SAC

11.1

基本設定

11.1.1

センサ識別メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプオーダーコード

11.1.2

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

基本アプリケーション

校正データレコードは、個々の名前でセンサに保存されます。新しいセンサは工場
出荷時に校正されているため、関連するデータレコードがすでに含まれています。
校正ごとに独自のデータレコードを追加できます。その後、これを アプリケーシ
ョン で選択できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：SAC
機能

オプション

情報

基本アプリケーション

選択項目
• SAC
• 伝送
• 伝送、10mm
• 吸収
• COD
• TOC
• DOC
• BOD

保存されている校正データレコードの事前選
択
伝送、10mm
測定された伝送は 10 mm の光路長に変換され
ます。

初期設定
SAC
アプリケーション

選択項目• 工場校正• データセット 1 ... 6

保存されている校正データレコードを選択してください。

初期設定
工場校正

88

Endress+Hauser

Memosens

入力： SAC

11.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

11.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

11.2

追加セットアップ

11.2.1

測定値フォーマット、単位およびフラッシュレート

メニュー/設定/入力/チャンネル：SAC/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット選択• #.#• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット選択• #.#• #.##• #.###
• #
初期設定
#.#

単位

選択
• なし
• %
• mg/l• ppm• 1/m

主測定値の単位は、選択されている基本使用に依存します。
「 基本アプリケーション 」に応じて、特定の単位のみが選択できます。初期設定も基本アプリケーションに応じて異なります。

洗浄レート

0.1 ～ 2.0 Hz

フラッシュレートは一方でセンサの応答時間、
他方でセンサの動作寿命に影響を及ぼします。
レートが低いほど、測定値はゆっくりと変化
し、センサの動作寿命は長くなります。測定値に応じた変化に対するプロセスの反応速度を高める必要がある場合は、フラッシュレートの設定を高くしなければなりません。ただし、これはセンサの動作寿命に悪影響を及ぼします。

初期設定
2.0 HzEndress+Hauser

89入力： SAC

Memosens

11.2.2

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。


初期設定
なし

設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

11.2.3

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

11.2.4

校正設定

校正タイマーと校正有効期限
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定した時間が経過すると、 校正タイマー。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。

90

Endress+Hauser

Memosens

入力： SAC

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正タイマー

選択
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
校正タイマー値

1～10 000 時間
初期設定
1000 時間

校正期限切れ時間

選択
• オフ
• オン

タイマーがタイムアウトするまでの経過時間を入力します。この時間が経過すると、診断メッセージ「 校正タイマ 」（コード 102）が表示されます。
この機能により、センサの校正がまだ有効化かどうかが確認されます。
例：事前校正済みのセンサを設置します。
この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認されます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。

初期設定
オフ

校正期限切れ時間
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
48 週間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
52 週間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～104 週間
通常は次が適用されます。アラームリミット > 警告リミット

安定条件
校正時、ある時間幅の間に超えてはならない許容測定値変動を定義します。許容差を超えた場合、校正は許可されないため、自動的に中断されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：SAC/

追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

ΔSAC

0.1 ～ 5.0 %校正時の許容測定値変動

初期設定
2.0 %
Δ 温度

0.10...2.00 K

校正時の許容温度変動

初期設定
0.50 K
期間

5 ～ 100 s
初期設定
10 s

11.2.5

測定値変動の許容範囲を超えるべきではない
時間幅

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。

Endress+Hauser

91入力： SAC

Memosens

プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 21
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 22
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法
1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。

92

Endress+Hauser

Memosens

入力： SAC

メニュー/設定/入力/チャンネル：SAC/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

 以下のメニュー機能の名前はセンサ仕様に依存します。そのため、ここでは指定できません。
指定された温度を下回る
警告

リミット

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
935 プロセス温度

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
934 プロセス温度が高い

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
170 プロセス値

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
169 プロセス値

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
157 フィルタ交換

初期設定
15000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
161 フィルタ交換

初期設定
126000000

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
171 フィルタ交換

初期設定
131400000

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
771 フィルタ交換指定された温度を上回る
警告

リミット

指定されたリミット値を下
回る
警告

リミット

指定されたリミット値を上
回る
警告

リミット

フィルタ交換警告

リミット

アラームリミット
洗浄カウンタ警告

リミット

アラームリミット

Endress+Hauser

93入力： SAC

Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

94

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

Endress+Hauser

Memosens

入力： SAC

11.2.6

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

11.2.7

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

11.2.8

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

11.2.9センサの初期設定

ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

95

入力：硝酸

Memosens

12

入力：硝酸

12.1

基本設定

12.1.1

センサ識別メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプ

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

オーダーコード

12.1.2

アプリケーション

校正データレコードは、個々の名前で硝酸センサに保存されます。新しいセンサは工場で校正されるため、適切なデータレコードをすでに保持しています。校正のたびに追加
データレコードを追加できます。これらは、「 アプリケーション .
メニュー/設定/入力/チャンネル：硝酸
機能

オプション

情報

アプリケーション

センサに依存保存されている校正データレコードを選択してください。

12.1.3

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

12.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ

96

機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

Endress+Hauser

Memosens

入力：硝酸

12.2

追加セットアップ

12.2.1

測定値フォーマット、単位およびフラッシュレート

メニュー/設定/入力/チャンネル：硝酸 /追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット選択• #.#• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット選択• #.#• #.##• #.###
• #
初期設定
#.#
選択
• mg/l NO3-N• mg/l NO3• ppm 硝酸態窒素• ppm 硝酸単位

主測定値の単位を選択してください。

初期設定
mg/l NO3-N
洗浄レート

0.1 ～ 2.0 Hz
初期設定
2.0 Hz12.2.2

フラッシュレートは一方でセンサの応答時間、
他方でセンサの動作寿命に影響を及ぼします。
レートが低いほど、測定値はゆっくりと変化
し、センサの動作寿命は長くなります。測定値に応じた変化に対するプロセスの反応速度を高める必要がある場合は、フラッシュレートの設定を高くしなければなりません。ただし、これはセンサの動作寿命に悪影響を及ぼします。

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択し

初期設定
なし

ます（複数選択可）。
 設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

Endress+Hauser

97入力：硝酸

Memosens

12.2.3

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

12.2.4

校正設定

校正タイマーと校正有効期限
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定した時間が経過すると、 校正タイマー。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正タイマー

選択
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
校正タイマー値

1～10 000 時間
初期設定
1000 時間

校正期限切れ時間

選択
• オフ
• オン
初期設定
オフ

タイマーがタイムアウトするまでの経過時間を入力します。この時間が経過すると、診断メッセージ「 校正タイマ 」（コード 102）が表示されます。
この機能により、センサの校正がまだ有効化かどうかが確認されます。
例：事前校正済みのセンサを設置します。
この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認されます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。

校正期限切れ時間
警告

リミット

アラームリミット

初期設定
48 週間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
52 週間

診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～104 週間
通常は次が適用されます。アラームリミット > 警告リミット

98

Endress+Hauser

Memosens

入力：硝酸

安定条件
校正時、ある時間幅の間に超えてはならない許容測定値変動を定義します。許容差を超えた場合、校正は許可されないため、自動的に中断されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：硝酸/

追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

Δ 窒素

0.1 ～ 5.0 %校正時の許容測定値変動

初期設定
2.0 %
Δ 温度

0.10...2.00 K

校正時の許容温度変動

初期設定
0.50 K
期間

10 ～ 100 s

測定値変動の許容範囲を超えるべきではない
時間幅

初期設定
10 s

12.2.5

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 23
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 24
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法

Endress+Hauser

1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

99

入力：硝酸

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：硝酸/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1 ～ 50000 時間です。
選択
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューでセンサ情報を読み込むことができます。
センサの合計稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

 以下のメニュー機能の名前はセンサ仕様に依存します。そのため、ここでは指定できません。
指定された温度を下回る
警告

リミット

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
935 プロセス温度

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
934 プロセス温度が高い

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
943 プロセス値

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
942 プロセス値指定された温度を上回る
警告

リミット

指定されたリミット値を下
回る
警告

リミット

指定されたリミット値を上
回る
警告

100

リミット

Endress+Hauser

Memosens

入力：硝酸

メニュー/設定/入力/チャンネル：硝酸/追加セットアップ/診断設定/
機能リミット稼動時間

オプション

情報

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
157 フィルタ交換

初期設定
15000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
161 フィルタ交換

初期設定
126000000

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
171 フィルタ交換

初期設定
131400000

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
771 フィルタ交換

フィルタ交換警告

リミット

アラームリミット
洗浄カウンタ警告

リミット

アラームリミット

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。

Endress+Hauser101入力：硝酸

Memosens

メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状機能洗浄プログラム（センサの場合）

オプション

情報

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

12.2.6

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

12.2.7

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

12.2.8

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

102

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

Endress+Hauser

Memosens

入力：硝酸

12.2.9センサの初期設定

ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

103

入力： ISE

Memosens

13

入力： ISE

13.1

基本設定

13.1.1

センサ識別メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプオーダーコード

13.1.2

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

主測定値

メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE
機能

オプション

情報

主測定値

選択
• アンモニア• 硝酸• カリウム
• 塩素
• pH
• ORP

主測定値として表示する ISE チャンネルのパラメータを決定してください。
電極スロットメニューで設定した電極からしか選択できません。
工場では、これは ISE センサに実際に取り付けられている電極のタイプに相当します。

初期設定
pH

13.1.3

温度測定値のダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE
機能
ダンピング

温度

オプション

情報

0～600 s

内蔵温度センサのダンピング

初期設定
0秒

13.1.4

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ

104

機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

Endress+Hauser

Memosens

入力： ISE

13.2

追加セットアップ

13.2.1

温度フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット選択• #.#• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#

13.2.2

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。
 設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

初期設定
なし

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

13.2.3

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

13.2.4

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
Endress+Hauser

105入力： ISE

Memosens

設定ごとに関連診断コードが表示されます。
稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1～100000 時間です。
選択項目
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューのセンサ情報に読み込むことができます。
センサの総稼働時間

初期設定
6000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
3000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
191 稼動時間

初期設定
1500 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
192 稼動時間>30°C の稼動時間
警告

リミット

>40°C の稼動時間
警告

106

リミット

Endress+Hauser

Memosens

入力： ISE

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

Endress+Hauser

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示107入力： ISE

Memosens

13.2.5

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

13.2.6

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

13.2.7

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
工場デフォルト測定設定

1.
2.

質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更さ
れません。

13.3

電極スロットメニュー

13.3.1

電極スロットおよび測定変数

CAS40D センサには合計 4 つの電極があります。そのため、各スロットに独自のメニューがあります。
次の設定を行います。

108

1.

スロットのパラメータを定義します（スロット 2～4 のみ）。第 1 スロットは常にpH 電極に指定されています。このスロットに別のパラメータを選択することはできません。

2.

必要に応じて、他の 3 つのスロットを設定して割り当てます。

Endress+Hauser

Memosens

入力： ISE

3.

スロット 2～4 のみ：出力される測定変数を指定します。

選択 測定値 （パラメータに依存）
pH および ORP

アンモニア

硝酸

カリウム

塩素

オプションなし

NH4-N
NH4

硝酸態窒素
硝酸

K

Cl

ユーザー定義の測定変数（測定値 = ユーザ定義）を設定することも可能です。そのため、計算用に以下の値を指定する必要があります。
• 電極名
カスタマイズテキスト。名称を入力します。これは、その後「 電極スロット 」に表示されます。
• 測定値
カスタマイズテキスト• イオン結合符号を含むイオン電荷を指定します。
• モル質量測定変数のモル質量を指定します。
pH 比較電極の選択
4.

Reference electrode：pH 比較電極のバージョン（ 標準 または Salt ring。

pH 電極のバージョンを確認できるのは、銘板のみです（CPS11-1AS*** = Salt ring、
CPS11-1AT*** = 標準）。
注記
電極（ハードウェア）とソフトウェアメニュー間の割当てが間違っている
測定値の信頼性が低下し、測定点でエラーが発生する可能性があります！
‣ ソフトウェアでスロットを割り当てるときは、センサの割当てと一致するようにしてください。
‣ 例：CAS40D でアンモニウム電極を第 2 ケーブルに接続したとします。スロット 2のソフトウェアメニューでアンモニウムパラメータを設定します。

13.3.2

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット
機能

オプション

情報

ダンピング

0 ～ 600 秒

スロットに割り当てられている電極の主測定
値のダンピングを指定してください。

初期設定
0s

13.3.3

補償（ORP センサでは使用不可）

他のイオン（干渉イオン）と比較したイオン選択性電極の選択性や、そのイオンの濃度
によっては、イオンが測定信号の一部として解釈される可能性があるため、測定エラーが発生します。
排水中で測定する場合、カリウムイオンがアンモニウムイオンに化学的に類似している
ため、測定値が高くなることがあります。

Endress+Hauser

109入力： ISE

Memosens

高濃度の塩化物により、硝酸の測定値が高くなりすぎることがあります。このような相互干渉による測定誤差を低減するには、カリウムまたは塩素干渉イオンの濃度を測定し、適切な追加電極で補償します。
pH、塩化物、カリウム電極の場合は、オフセットの設定しかできません。干渉イオンの影響を補償するための設定は、アンモニアの場合にのみ可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット/

補償

機能

オプション

情報

オフセット

-14.00～14.00 pH‐100～100 mg/l

実験室測定と、干渉イオンに起因するオンライ
ン測定間の差をオフセットで補償します。この値は手動で入力します。補償電極を使用する場合は、オフセットをゼロにしてください。

初期設定
0.00 pH
0.00 mg/l
補償

補償タイプ

選択項目
• オフ
• オン
初期設定
オフ

アンモニアでのみ使用可能な機能
補償機能を使用する場合は、別の電極スロットに補償電極（カリウムまたは塩素）を取り付
け、ソフトウェアで設定しておく必要がありま
す。

選択項目
• 塩素
• pH
• カリウム• ｐ H とカリウム

このオプションは、補償されるパラメータに依存します。硝酸電極の使用時には塩素を補償し、アンモニウム電極の使用時にはカリウムおよび pH を補償します。初期設定は、使用されている電極に依存します。

初期設定
塩素
カリウム
補償電極

スロットの選択

CAS40D センサに同じタイプの複数の補償電極を取り付けて設定した場合は、ここで補償に使用する電極を指定する必要があります。通常はカリウムまたは塩素用の電極があり、Liquiline が適切なスロットを検出します。

選択性係数-10.00～10.00

この係数はアプリケーションに依存します。

初期設定-2.00 （塩化物）-0.85（カリウム）
モード

選択項目
• +
• -

標準設定（-）により、干渉イオンの影響で高くなりすぎた測定値が補正されます。

初期設定
-

110

Endress+Hauser

Memosens

入力： ISE

13.3.4追加セットアップ

主測定値およびメンブレンタイマーのフォーマット
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

主測定フォーマット

選択項目
• #.#
• #.##‣ 小数点以下の桁数を指定します。

初期設定
#.##
メンブレンタイマ

選択項目
• オフ
• オン
初期設定
オフ

メンブレンタイマ値

0～80 週間
初期設定
26 週間

校正設定
安定性基準
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット/追加セットアップ/
機能

オプション

情報

安定条件

選択項目
• オフ
• 弱い
• 測定液
• ハード

推奨
• 通常状態
弱い• 標準追加
測定液

校正設定

初期設定
弱い

Endress+Hauser

111入力： ISE

Memosens

標準液認識（pH のみ）
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

標準液認識

選択項目
• 固定
• 手動

固定
リストから値を選択します。このリストは 標
準液製造者 の設定に応じて異なります。

初期設定
固定

手動
任意の標準液値を 2 つ入力してください。これらの pH 値は異なっていなければなりません。

選択項目• エンドレスハウザー• Ingold/Mettler• JIS• DIN 19267• Merck/Riedel• Hamilton• 特別な標準液以下の pH 値に関する温度テーブルがユニット内部に保存されています。
• エンドレスハウザー
2.00 / 4.00 / 7.00 / (9.00) / 9.22 / 10.00 /12.00• Ingold/Mettler
2.00 / 4.01 / 7.00 / 9.21
• JIS
1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.18
• DIN 19267
1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75• Merck/Riedel
2.00 / 4.01 / 6.98 / 8.95 / 12.00• Hamilton
1.09 / 1.68 / 2.00 / 3.06 / 4.01 / 5.00 / 6.00
7.00 / 8.00 / 9.21 / 10.01 / 11.00 / 12.00

標準液製造者

初期設定
エンドレスハウザー

特別な標準液 オプションを使用すると、独自の標準液を 2 つ設定できます。このために、pH 値/温度
 値のペアを保存できる
2 つのテーブルが表示されます。
標準液１ ... 2

選択項目および初期設定は、標準液製造者 に応じて異なります。

校正タイマー
ここでセンサの校正間隔を指定できます。設定された時間が経過すると、診断メッセー
ジ 校正タイマー がディスプレイに表示されます。
センサを再校正すると、タイマーは自動的にリセットされます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正タイマー

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
校正タイマー値

1～10000 時間
初期設定
2500 時間112‣ タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。

この時間の後、診断メッセージがコード 102（校正タイマ）とともに表示されます。

Endress+Hauser

Memosens

入力： ISE

標準追加（pH 以外のすべて）
イオン選択性電極の校正には様々なタイプを利用できます。初期設定を行うのは、標準追加法だけです。
メニュー/設定/入力/チャンネル：ISE/電極スロット/

標準追加

機能

オプション

情報

サンプリング容量

0.00 ～ 5000.00 ml

ここで、校正時のサンプル容量を指定してくだ
さい。

初期設定
1000.00 ml
標準容量

0.00 ～ 100.00 ml

追加ステップごとに追加される標準溶液の容量

初期設定
1.00 ml
標準濃度0.00 ～ 10.00 mol/l

標準溶液の濃度初期設定
1.00 mol/l
追加数

1～4

追加ステップ（= 校正機能の測定点）の数

初期設定
3

診断設定
プロセスチェックシステム
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0027276

 25
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

tA0028842

 26
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）対処法

Endress+Hauser

1.

センサを洗浄してください。

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

113

入力： ISE

Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

114

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

Endress+Hauser

Memosens

入力：界面

14

入力：界面

14.1

基本設定

14.1.1

センサ識別

CUS71D センサは自動的に認識されません。手動で選択する必要があります（現在のセンサ）。初めて設定する場合、3～5 分間にわたってデータの記録と計算が行われてから
測定値が表示されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面
機能

オプション

情報

センサ動作

選択項目
• メモセンスセンサのスキャン• 現在のセンサ

メモセンスセンサのスキャン
Memosens センサを探索します。
現在のセンサ接続されたセンサが使用されます。

初期設定
現在のセンサワイパー機能

選択項目
• オフ
• オン

ワイパー機能付きセンサバージョンの場合の
み

初期設定
オン
ワイパータイミング

10～240 分
初期設定
240 分

14.1.2

ワイパー機能付きセンサバージョンの場合のみ手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

14.2

タンク設定

取付位置はタンク深さとセンサゼロ点により決まります。測定結果の精度は、これらの設定の精度に依存します。
センサ内のデータは変更されるたびに上書きされるため、次のデータ入力まで時間がかかる場合があります。

Endress+Hauser

115入力：界面Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/

タンク設定

機能

オプション

情報

ブランケット定義

選択項目• 界面レベル• 界面レンジ

表示および計算する測定のタイプ
界面レベル
タンク底面から界面までの距離、測定方向は底
面から上面

初期設定
界面レベル

界面レンジ
水位線から界面までの距離、測定方向は上面か
ら底面
m/ft

A0029403

1

1
2
3
4
5
6
7
8

6

2
7

基準点、例：水位線
濁度
伝送および反射超音波
固形物/浄水分離ゾーン
堆積汚泥
超音波送信器および受信器
界面レンジ
界面レベル

3

と ゼロ調整 の基準点は同じ
 タンク深さです。
4
5

8
A0029402

測定単位

選択項目
• m
• cm
• ft
• inchあらゆる単位の変更は、すべての機器に自動的に取り込まれます。

初期設定
m
タンク深さ

可能な調整範囲：
0.0～10.0 m(0.0～32.8 ft)

水位からタンク床面の距離ゼロ調整：この設定により、調整範囲の下限が設定されます。

初期設定
8.0 m (26.2 ft)
ゼロ調整

可能な調整範囲：
0.0～10.0 m(0.0～32.8 ft)

水位からセンサ面の距離
タンク深さ：この設定により、調整範囲の上限が設定されます。

初期設定
0.4 m (1.3 ft)
ブランキングトゾーン

選択項目
• オフ
• オン

探索ウィンドウの上および下の恒久的なエコー信号は干渉信号としてマスクされます。

初期設定
オフ

116

Endress+Hauser

Memosens

入力：界面

メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/
機能

タンク設定

オプション

情報

上限ウィンドウリミット

0.0 m～下限ウィンドウ
（1.4
ft ～）
ブランキングトゾーン = オン

水位線までの距離。この下でシステムは界面を探索する必要があります。
この値より上の恒久的なエコー信号は干渉信
号としてマスクされます。

上限ウィンドウリミッ
ト ... 11.0 m（～33 ft）

水位線までの距離
この値より下の恒久的なエコー信号は干渉信
号としてマスクされます。

初期設定
0.7 m（2.3 ft）

下限ウィンドウ
ブランキングトゾーン = オン

初期設定
7.7 m（25 ft）

1

1
h1

h1

4
h2

h2

2
6

3

3

A0029404

 27

5
6

5

2

1
2
3

4

タンク床面の検出限界

A0029405

 28

基準点、例：水位線
固形物/浄水分離ゾーン
堆積汚泥

4
5
6

タンク床面の上の検出限界
上限ウィンドウリミット
測定範囲下限ウィンドウ

検出下限がタンク床面より上の場合、この値より下のすべての信号は非表示となり、界面は表示されませ
ん。

14.3

センサ信号

不適切な測定に気付いた場合は、このメニューで初期設定を変更してください。
メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/

センサ信号

機能

オプション

情報

音響制御

選択項目
• 手動
• 自動

エコー信号のグラフィック表示の管理

初期設定
自動

現在のゲイン

0～100
初期設定
30

手動
診断またはテストのために、固定のゲイン値を入力できます。
自動変換器は自己テストにより確定されたゲイン値を使用します（初期化）。測定モードにおいて、この値は自動的に現在のプロセス条件に適合されます。
手動音響制御によってのみ、この値を設定できます。自動音響制御の場合、値は読み取り専用となります。

比較的清浄な水と「硬い」界面のアプリケーションにおける一般的なゲイン値は 25～35 となります。
 汚泥/水の遷移部分が比較的「軟らかい」場合は、この値が60 に達することがあります。大幅に高いゲイン値が必要な場合、これは範囲超過を示します。その場合、エコー信号の信頼性の高い評価は困難または不可能になりまります。

Endress+Hauser

117入力：界面Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/

センサ信号

機能

オプション

情報

ゲイン制御設定値

5～50

音響制御 = 自動

初期設定
10

界面とエコーピークが交わる部分の水平位置。
初期設定「10」は最大表示高さの 10 % に対応
します。

更新レート

選択項目
• 2秒
• 4秒
• 6秒
• 8秒

データ更新の時間フレーム

初期設定
6秒
ダンピング

5～250
初期設定
130

14.4

追加セットアップ

14.4.1

センサ信号

データ更新されるまでの平均値の数
界面高さの変化が非常に速い場合は、低いダン
ピング値を選択します。高いダンピングにより、一時的に発生するエコー信号をシステムが追跡することを防止できます（例：材料の移動、レーキ、または底面スクレーパーに起因）。

このメニューを使用して、センサ信号を測定点に適合させることが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/追加セットアップ/

センサ信号

機能

オプション

情報

音速

300～2000 m/s (985～6561 ft/s)

音速は測定液温度および測定液密度に応じて異なります。ほとんどの水/排水処理アプリケーションでは温度および密度の変動がわずかなため、初期設定 1482 m/s が適切な値として実証されています。

初期設定1482 m/s (4862 ft/s)

 音速の設定を変更する前に、必ず当社サービス部門にお問い合わせください。
沈殿エリア
ゲインバンド

5～30
初期設定
20

ゲイン定量増加

0.1～5.0
初期設定
2.0

システムの過負荷を防ぐために、自動モードでのゲインを制限します。

自動モードにおいてプロセス条件の変化にゲインを適合させる速度を定義します。

ボトム定義
タンク底上部のレンジ

0.0～1.0 m(0.0～3.2 ft)
初期設定
0.1 m (0.3 ft)

ボトム信号セットポイン
ト

118

0～100
初期設定
60

外部信号が発生するタンク底面周辺のゾーン。
設定より上の信号はマスクされます。これは汚泥レベルが非常に低い、またはタンクに汚泥が入っていない場合に必要になります。
タンクが空、または界面がない場合に、システ
ムの過負荷を防ぐために、自動モードでのゲインを制限します。

Endress+Hauser

Memosens

入力：界面14.4.2計算

このメニューを使用して、センサ信号を測定点に適合させることが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/追加セットアップ/

計算

機能

オプション

情報

界面

選択項目
• 最上位層• 界面下面

複数の界面が計算された場合に、どの信号をシステムが追跡して表示するかを定義します。

初期設定
最上位層

選択項目
• オフ
• オン

界面ウィンドウ

初期設定
オン

界面上
界面ウィンドウ = オン
界面下0.0～10.0 m(0.0～32.8 ft)
初期設定
0.6 m (2.0 ft)

最上位層
上部にある薄い懸濁物の界面を特定します。
界面下面
底面に近い高粘度の堆積物の界面を特定します。
界面付近に別のウィンドウを開くことができます。界面の上側および下側の距離を指定します。システムは主にこのウィンドウ内の信号に焦点を合わせます。このウィンドウの範
囲外の信号については、システムがこれを界面と認識するまで、より長期間にわたって探索条
件を満たしている必要があります。
界面ウィンドウは、グラフィックモードで破線として表示されます。
両パラメータの界面ウィンドウ幅は初期設定
で 1.2 m となります。

界面ウィンドウ = オン
ゲート応答レート

1～50
初期設定
1

しきい値

0～100
初期設定
0

14.4.3

応答レートにより、システムが測定ウィンドウを更新する速度が定義されます。高い値は速い変更を示します。
検査信号用のフィルタ
高い値を選択すると、強力な信号がより考慮されます。低い値を選択すると、弱い信号がより考慮されます。

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
アラーム遅延反射消失

メニュー/設定/入力/チャンネル：汚泥界面/追加セットアップ/ 診断設定
機能アラーム遅延

反射消失

オプション

情報

0～255 分エコー信号が失われた場合のエラーメッセー
ジの遅延時間初期設定
30 分

Endress+Hauser

119入力：界面Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

14.4.4

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

センサ信号の再始動

センサ信号の再起動
この動作により、センサは再初期化されます。センサは自動モードで起動し、前回のセンサ設定を使用して界面を探索します。最初の測定値は約 3 ～ 5 分後に表示されます。

120

Endress+Hauser

Memosens

入力：界面14.4.5

センサ交換

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

14.4.6

データ処理の初期設定

センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
工場デフォルト測定設定

1.
2.

質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

14.4.7センサの初期設定

ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
工場デフォルトセンサ内部設定

1.
2.

プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

14.4.8

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

Endress+Hauser

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

121

入力：スペクトロメータ

Memosens

15

入力：スペクトロメータ

15.1

基本設定

15.1.1

センサ識別メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプオーダーコード

15.1.2

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

アプリケーションタイプおよびデータレコード

センサは工場出荷時に事前校正されています。そのため、追加校正をしなくてもさまざまなアプリケーションに使用できます。工場出荷時の校正データ（変更不可）に加え、センサはプロセス校正の保存用に 5 つのデータレコードを備えています。
校正データレコードは個別の名前で保存されます。校正ごとに独自のデータレコードを追加できます。その後、これを データセット で選択できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS
機能

オプション

情報

アプリケーションタイプ

注文したパラメータパッ
ケージが表示されます。

使用可能なパラメータパッケージの概要：

データセット15.1.3

Wave CAS80E の技術仕様書、
 Memosens
TI01522C

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ

122

機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

Endress+Hauser

Memosens

入力：スペクトロメータ

15.2

追加セットアップ

15.2.1

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット

選択項目
• #.#
• #.##‣ 小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット

パラメータは、注文されたパラメータパッケージに基づきます。フォーマットは、パラメータごとに個別に設定できます。
パラメータごとに個別の初期設定があります。可能なパラメータの概要：

 Memosens Wave CAS80E の技術仕様書、TI01522C
すべてのパラメータのフォーマット設定

15.2.2

測定時間

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

測定間隔

選択項目
• Default• 手動‣ 測定を実施する間隔を設定します。

初期設定
Default
選択項目
1.00～3600.00 s

測定間隔

初期設定
20.00 秒

15.2.3• Default
20 秒間隔• 手動
個別の間隔を設定します。
温度またはマトリックスが頻繁に変化するプ
ロセスの場合、あるいはプロセス温度が恒久的に低い場合は、短い測定時間を推奨します（デフォルト = 20 秒）。

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択し

初期設定
なし

ます（複数選択可）。
 設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

Endress+Hauser

123入力：スペクトロメータ

Memosens

15.2.4

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

15.2.5

校正設定

安定条件
校正中の所定の時間枠において超えてはならない、許容される測定値の変動を設定します。許容差を超過した場合、校正は不許可となり、自動的に中止されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/追加セットアップ/校正設定/

安定条件

機能

オプション

情報

Δ 温度

0.10～2.00 K

校正時の許容温度変動

初期設定
0.50 K
期間

5～100 s初期設定
20 秒許容される測定値の変動が超過してはならな
い時間枠

校正の監視
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• オン
初期設定
オフ

124

この機能により、センサの校正がまだ有効化かどうかが確認されます。
例：事前校正済みのセンサを取り付けます。
この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認できます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。

Endress+Hauser

Memosens

入力：スペクトロメータ

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/追加セットアップ/
機能

校正設定

オプション

情報

初期設定
48 週間

診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
52 週間

診断メッセージ：104 校正有効性

校正期限切れ時間
警告

リミット

アラームリミット

警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～104 週間
通常は、以下が適用されます：アラームリミット > 警告リミット

15.2.6

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1～50000 時間です。
選択項目
• オフ
• オン

機能

初期設定
オン

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューのセンサ情報に読み込むことができます。
センサの総稼働時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

 以下のメニュー機能の名前はセンサ仕様に依存します。そのため、ここでは指定できません。
<5°C の稼動時間
警告

リミット

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
935 プロセス温度

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
934 プロセス温度が高い>50℃の稼働時間
警告

Endress+Hauser

リミット

125

入力：スペクトロメータ

Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

15.2.7

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

信号処理

測定フィルタ
経時的なセンサの挙動を測定物に適合させることが可能です。

126

Endress+Hauser

Memosens

入力：スペクトロメータ

メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/追加セットアップ/信号処理/

測定フィルタ

機能

オプション

情報

測定フィルタ

選択項目• Default• 手動‣ 測定値を平均化するスペクトルの数を設定
します。

初期設定
Default
測定フィルタ

選択項目
• オフ
• 低
• 中
• 高
初期設定
低

15.2.8値が平均化されるスペクトルの数：• 低
3 x スペクトルの平均化• 中
7 x スペクトルの平均化• 高
11 x スペクトルの平均化
• オフ
平滑化なし

Spectrum

スペクトルの視覚化、上限および下限の周波数設定、スペクトル表示タイプ
メニュー/設定/入力/チャンネル：濁度/SS/追加セットアップ/信号処理/

Spectrum

機能

オプション

情報

Spectrum

選択項目• Intensity• Absorption• レファレンス

スペクトル表示タイプ

初期設定
Absorption
Logging

選択項目
• オン
• オフ

診断およびサービス作業のため、スペクトル生
値のロギング。SD カードにデータを保存。

初期設定
オン
スペクトラム下限リミットの
読み取り

初期設定
190.0 nm

スペクトロメータ

初期設定
1000.0 nm

スペクトル表示の波長の開始値と終了値
調整範囲
160.0～1030.0 nm
選択した設定により、反対側のリミットに使用できる調整範囲の上限または下限が設定されます。たとえば、初期設定では、上限の調整範
囲（スペクトロメータ）は下限値（スペクトラ
ム下限リミットの読み取り）の 190.0 nm から始まります。
CAS80E の推奨値：• スペクトラム下限リミットの読み取り =200 nm• スペクトロメータ = 800 nm

Endress+Hauser

127入力：スペクトロメータ

Memosens

15.2.9

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

15.2.10 センサ交換
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

15.2.11 センサの初期設定
ここでは、センサの初期設定を復元できます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

128

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

Endress+Hauser

Memosens

入力：蛍光

16

入力：蛍光

16.1

基本設定

16.1.1

センサ識別メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能

オプション

情報

チャンネル

選択
• オフ
• オン

オン
測定モードでチャンネル表示がオンになりま
す。

初期設定
オン

オフ
センサを接続しているかどうかに関係なく、測定モードでチャンネルは表示されません。

センサタイプ

読み取り専用接続されているセンサタイプ（センサが接続されている
接続されているセンサのオーダーコード場合のみ利用可能）

オーダーコード

16.1.2

ダンピング

ダンピングにより、設定時間における測定値の継続的な浮動平均を行います。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ
機能
センサに応じて異なる
ダンピング

1)

温度

1)

オプション

情報

0～600 s

主測定値および内蔵温度センサのダンピングを設定できます。

初期設定
0秒

ダンピング ｐ H または ダンピング ORP または ダンピング 導電率 または ダンピング DO または ダンピング 塩素 または ダンピング 硝酸 または ダンピング SAC または ダンピング 濁度 ま
たは Damping PAHphe

16.1.3

手動ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ

Endress+Hauser

機能

オプション

情報

手動ホールド

選択項目
• オフ
• オン

オン
この機能を使用して、チャンネルを手動で「ホールド」に設定できます。

初期設定
オフ

オフ
チャンネル固有の「ホールド」なし

129入力：蛍光Memosens

16.2

追加セットアップ

16.2.1

測定値フォーマット

メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

温度フォーマット

選択項目
• #.#
• #.##

小数点以下の桁数を指定してください。

初期設定
#.#
主測定フォーマット

選択項目
• #
• #.#
• #.##• #.###
初期設定#.#

16.2.2

単位

メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/
機能

オプション

Main value unit

選択項目
• µg/l• ppb

追加セットアップ
情報

初期設定
µg/l

16.2.3

測定液補償

メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

Medium comp. (TU)

選択項目
• オン
• オフ

センサの測定値は、発生する濁度の影響を受けます。この機能により、濁度の影響がリアルタ
イムで自動補償されます。

初期設定
オフ
Medium comp. source
Medium comp. (TU) = オン

130

選択項目は使用可能な入力に応じて異なります。

濁度の補償方法：• 接続されたセンサ経由（例：CUS52D）• アナログ入力経由• フィールドバス経由

Endress+Hauser

Memosens

入力：蛍光16.2.4

洗浄ホールドメニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/

追加セットアップ

機能

オプション

情報

洗浄ホールド選択項目• なし• 洗浄１ ... 4‣ 1 つまたは複数の洗浄プログラムを選択します（複数選択可）。


初期設定
なし

設定されたプログラムにおいて、洗浄中にチャンネルは「ホールド」に切り替わります。

洗浄プログラムは以下の場合に実行されます。
• 特定の間隔
そのためには、洗浄プログラムがスタートしていなければなりません。
• チャンネルの診断メッセージが未処理であり、このメッセージに対して洗浄が指定されている場合（→ 入力/チャンネル：センサタ
イプ/診断設定/診断症状/診断番号/洗浄プ
ログラム）

洗浄プログラムは、設定/追加機能/洗浄 メニューで設定されます。

16.2.5

外部ホールドデジタル信号（例：フィールドバス信号）を介して、測定点のすべての機器でホールドを作動させることができます。ホールド信号が他の場所で使用されていないことを確認してください。外部ホールドは、すべてのセンサ入力に個別に割り当てることができます。
この機能は、外部ホールドの信号がホールド一般設定で事前に設定されている場合にのみ、入力メニューに表示されます。
メニュー/設定/一般設定/ホールド設定/外部ホールド.
メニュー/設定/入力/チャンネル：<センサタイプ>/追加セットアップ/

Endress+Hauser

外部ホールド

機能

オプション

情報

ソース

選択項目
• バイナリ入力• フィールドバス信号

1.

外部ホールドの信号ソースを選択します。
 複数選択が可能です。

初期設定
なし

2.

OK：選択を確定します。

131

入力：蛍光Memosens

16.2.6

校正設定

校正有効性
メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/追加セットアップ/

校正設定

機能

オプション

情報

校正期限切れ時間

選択項目
• オフ
• 稼働中

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
稼働中
校正有効性

警告

リミット

アラームリミット

この機能により、センサが前回校正されてからどの程度時間が経っているか確認できます。
最後の校正からの時間が事前定義済みの警告
リミットおよびアラームリミットより長くなった場合に、診断メッセージが表示されます。
初期設定
5000 時間診断メッセージ：105 校正有効性

初期設定
10000 時間診断メッセージ：104 校正有効性警告およびアラームリミットは、互いの可能な調整範囲に相互に影響を及ぼします。
両方の限界を含める必要がある調整範囲：
1～20000 時間
通常は、以下が適用されます：アラームリミット > 警告リミット

16.2.7

診断設定

このメニュー分岐で、警告リミットの指定、または診断ツールの使用が設定されます。
設定ごとに関連診断コードが表示されます。
プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）で、停滞がないか測定信号をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが発信されます（複数の測定値）。
y

y

yT

yT

tD

t

tA

A0028842

A0027276

 29
y
yT

正常な測定信号、アラームなし

測定信号
許容幅 の設定値

t

 30
tD
tA

停滞した信号、アラームの発信

期間 の設定値
アラームが発信された時間

測定値が停滞する主な原因• センサの汚染、またはセンサが接液していない• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムを介して）
対処法
1.
132

センサを洗浄してください。
Endress+Hauser

Memosens

入力：蛍光

2.

測定物内のセンサの配置を確認します。

3.

電極システムを確認してください。

4.

コントローラをオフにしてから再度オンにします。

メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/診断設定/

プロセスチェックシステム

機能

オプション

情報

機能

選択項目
• オフ
• オン

機能のオン、オフを切り替えます。

初期設定
オフ
期間

1～240 分
初期設定
60 分

許容幅

範囲はセンサに依存

pH/ORP センサには利用不可

初期設定
センサに依存タイマーがタイムアウトするまでの時間を入力します。この時間の後、診断メッセージ プロ
セスチェックアラーム がコード 904 とともに表示されます。
測定信号（生値）周囲の、停滞を検出するための間隔。
設定された間隔内の測定値は、停滞していると見なされます。

稼動時間リミット値
センサの総稼働時間と厳しい条件下での使用を監視します。稼働時間が定められたし
きい値を超えると、対応する診断メッセージが機器に表示されます。
センサにはそれぞれ限られた寿命があり、これは稼働時間に応じて大きく異なります。厳しい条件下での稼働時間に対する警告リミットが指定され、メンテナンス作業が適時に実行されると、ダウンタイムのない測定点の動作が保証されます。
メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/追加セットアップ/診断設定/
機能

オプション

リミット稼動時間情報

 稼働時間のアラームリミットおよび警告リミットの調整範囲は、一般に 1～60000 時間です。
選択項目
• オフ
• オン

機能

初期設定
オフ

稼動時間
警告

リミット

オン
厳しい条件下でセンサの稼働を監視してセンサに記録し、診断メッセージをコントローラに表示します。
オフ
診断メッセージはありません。ただし、厳しい条件下でのセンサの稼働時間がセンサに記録されるため、診断メニューのセンサ情報に読み込むことができます。
センサの総稼働時間

初期設定
40000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
199 稼動時間

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
935 プロセス温度

初期設定
10000 時間

診断コードおよび関連メッセージテキスト：
934 プロセス温度が高い<-20℃の稼働時間
警告

リミット

稼働時間 >60°C
警告Endress+Hauser

リミット

133

入力：蛍光Memosens

診断時の動作表示される診断メッセージのリストは、選択されているパスに依存します。機器固有のメッセージと、接続されているセンサに依存するメッセージがあります。
メニュー/設定/（一般設定 または 入力<センサチャンネル>）/追加セットアップ/診断設定/診断症状
機能

オプション

情報

‣ 変更するメッセージを選択してください。

診断メッセージのリスト

その後にのみ、このメッセージの設定を行うことができます。

診断コード

読み取り専用診断メッセージ

選択項目
• オン
• オフ
初期設定
メッセージに依存

エラー電流

診断メッセージを無効、または再度有効にします。
オフは次のことを意味します。
• 測定モードでエラーメッセージが発生しな
い• 電流出力からエラー電流が出力されない

選択項目
• オン
• オフ

‣ 診断メッセージの表示をオンにした場合

初期設定
メッセージに依存 一般的な機器エラーが発生した場合、すべての電流出力からエラー電流が出力さに、電流出力でエラー電流を出力するかどうかを決定します。

れます。チャンネル固有のエラーが発生した場合、割り当てられた電流出力から
のみエラー電流が出力されます。
ステータス信号選択項目• メンテナンス（M)• 仕様範囲外 (S)• 機能チェック (C)• 故障 (F)メッセージは、NAMUR NE 107 に準拠して様々なエラーカテゴリに分類されます。

‣ アプリケーションのステータス信号の割当てを変更する必要があるかどうかを決定し
ます。

初期設定
メッセージに依存
診断出力

選択項目
診断メッセージの割当先となる出力を選択し• なします。
• アラームリレー
メッセージを出力に割り当てる前に、まず 診断• バイナリ出力のリレー出力を設定する必要があります。
• リレー 1～n（機器バー （メニュー/設定/出力：診断 機能を割り当て、ジョンに依存）操作モード を 割当 に設定します。）
初期設定なし 機器バージョンに応じて、アラームリレーを使用できます。
洗浄プログラム（センサの場合）

選択項目
• なし
• 洗浄１
• 洗浄２
• 洗浄３
• 洗浄４

‣ 診断メッセージが洗浄プログラムを作動させるかどうかを決定します。

次のメニューから洗浄プログラムを設定できます。
メニュー/設定/追加機能/洗浄.

初期設定
なし
詳細情報

読み取り専用診断メッセージに関する詳細情報と、問題の解決方法に関する指示

ハードウェアリミット
このリミット値は、Heartbeat 診断でセンサの状態を評価するために使用されます。
このメニューは、「Heartbeat 検証 + モニタリング」ソフトウェアオプションが注文され、このオプション用に追加のアクティベーションコードがインストールされている場合にのみ使用できます。

134

Endress+Hauser

Memosens

入力：蛍光メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/追加セットアップ/診断設定/

Hardware limits

機能

オプション

情報

Warn. limit lightsource

10～90

この機能により、光源の経年劣化が監視されます。値 100 が最良の状態です。
警告リミット値は、この値以下になるとセンサの状態が悪化したことを示すものであり、その結果、Heartbeat 顔文字が変わります（ また
は ）。

初期設定
50

Warn. limit adjustment

10～100
初期設定
50

この機能により、固体リファレンスを使用した調整に対する偏差が監視されます。偏差が小さいほど良好です。
警告リミット値は、この値以上になるとセンサの状態が悪化したことを示すものであり、その結果、Heartbeat 顔文字が変わります（ または ）。

現在の値は、エキスパートメニューで読み取ることができます（パスワードが必要）。（エキスパート/診断/センサ情報/生規定値/Lightsource monitoring またはAdjustment deviation）

16.2.8

信号処理

メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/追加セットアップ/信号処理/

測定フィルタ

機能

オプション

情報

構成方法

選択項目
• 標準
• スペシャリスト

標準
3 つの事前定義設定から選択

初期設定
標準
フィルタレベル
構成方法 = 標準

選択項目
• 低
• 中
• 高
初期設定
中

相対リミット0.000000～1.000000

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
0.001000

ジャンプ前の滞在時間

初期設定
10 秒

構成方法 = スペシャリスト

スペシャリスト
測定フィルタがどのように反応するか詳細に設定します。
• 低
測定フィルタは、測定信号にわずかな影響しか及ぼしません。センサは、プロセスのあらゆる変化に素早く従うことができます。1
回限りの出来事による干渉の可能性は無視されません。応答時間が短く、センサは素早
く反応します。
• 高
測定フィルタは、測定信号に大きな影響を及ぼします。センサは、濁度平均値に従います。一時的な 1 回限りの出来事は無視されます。やや長い応答時間となり、センサは長期的なプロセス変化にのみ反応します。
• 中
測定フィルタの影響は、両極の中間になります。
フィルタ強度を指定
0.000000 ... 一定の測定値
0.001000 ... 標準
0.010000 ... 低
1.000000 ... オフ‣ 遅くともこの期間が経過したら、測定値が変わる必要のある時間を設定します。

と ジャンプ前の ジャンプ前の滞在時間
積分時間 は互いの調整限界に影響します。
調整の全範囲：2～1000 秒、ジャンプ前の滞在時間 > ジャンプ前の積分時間

Endress+Hauser

135入力：蛍光Memosens

メニュー/設定/入力/チャンネル：Fluorescence/追加セットアップ/信号処理/

測定フィルタ

機能

オプション

情報

ジャンプ前の積分時間

初期設定
4秒

‣ 次の変更値に使用する必要がある測定値の

動的な

1～3

構成方法 = スペシャリスト

初期設定
3

フィルタがどの程度動的に応答すべきか：遅い（1）～ 早い（3）構成方法 = スペシャリスト

16.2.9数（期間）を指定します。

タグコントロール

この機能を使用して、どのセンサが機器で受け入れられるかを指定します。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/

タグコントロール

機能

オプション

情報

操作モード

選択項目
• オフ
• タグ
• グループオフ
タグコントロールなし、すべてのセンサが受け入れられます。

初期設定
オフ

タグ
同じタグ名を持つセンサしか受け入れられません。
グループ
同じタググループに属するセンサしか受け入れられません。

タグ

ユーザー定義のテキスト
初期設定• EH_CM44_• EH_CM44R_

グループ

タグ名を入力してください。
コントローラは、測定点に属するかどうかに関して、接続されるすべてのセンサをチェック
し、同じ名称を持つセンサしか受け入れませ
ん。

数値
初期設定
0

16.2.10 センサ交換
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ/センサ交換• オン
センサを交換すると、「ホールド」機能によって最後の測定値が保持されます。診断
メッセージはトリガされません。
• オフ
センサを交換すると、最後の測定値が保持されず、診断メッセージが表示されます。

16.2.11 データ処理の初期設定
センサ入力の初期設定を復元することが可能です。
メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

工場デフォルト測定設定
質問に回答：OK（ナビゲータボタンを押す）
 この特定の入力の初期設定だけが復元されます。他のすべての設定は変更されません。

16.2.12 センサの初期設定
ここでは、センサの初期設定を復元できます。

136

Endress+Hauser

Memosens

入力：蛍光メニュー/設定/入力/チャンネル：センサタイプ/追加セットアップ
1.
2.

Endress+Hauser

工場デフォルトセンサ内部設定
プロンプトへの応答：OK を選択します。
 センサの初期設定のみが復元されます。入力の設定は変更されません。

137

診断およびトラブルシューティング

Memosens

17

診断およびトラブルシューティング

17.1

メッセージのないプロセスエラー

17.1.1

pH/ORP 測定

問題考えられる原因

テストおよび/ または改善策

表示値が基準測定値から逸脱している

校正間違い再度校正してください。
必要に応じて、基準機器で校正をチェックし、再校正してください。

センサの汚染センサを洗浄します。

温度測定両方の機器の温度測定値をチェックしてくだ
さい。

温度補償

両方の機器の温度補償および調整の設定を確認します。

リファレンス電極が汚染されている

新しいセンサを使用した比較テストを行ってください。

液絡膜が詰まっている

液絡膜を洗浄するか、研磨してください。

センサの非等位電圧が高すぎる

接合部を洗浄するか、別のセンサでテストしてください。

計測ループのゼロ点を調整できない読み値の変化がない、ま • センサの汚染
たは遅い• センサが古い• センサが故障している（比較電極信号線）
リファレンスの KCl レベルが低
い

KCl の供給量をチェックします：測定物圧力より 80 kPa（12 psi）高い

スロープ値• 調整不可• 低すぎる• スロープなし

機器入力の不良

機器を直接点検してください。

• センサが古い• ガラス膜損傷

センサを交換します。

測定値が一定して不正確センサが適切に浸漬されていな
い、または保護キャップが外されていない

設置位置をチェックし、保護キャップを外してください。

アセンブリ内部に空洞がある

ホルダおよび設置位置をチェックします。

機器または機器内部の接地不良

絶縁された容器でテスト測定を行ってください（必要に応じて標準液を使用）。

ガラス膜損傷センサを交換します。

機器の動作状態が不正（キーを押しても応答なし）

機器をオフにして、再度オンにします。

温度値が間違っている

センサの故障センサを交換します。

測定値の変動

信号出力ケーブルに対するノイズ

ケーブルの配線をチェックし、場合によっては、ケーブルを個別に配線してください。

測定液中のノイズ電位

ノイズの発生源を除去するか、測定液をセンサのできるだけ近くで接地してください。

ケーブルが切断または短絡しているケーブルを外し、直接機器で測定してくださ
い。

出力不良

→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説明書の「機器固有のエラー」を参照

電流シミュレーションがアクティブ

シミュレーションをオフにしてください。

電流出力信号なし

電流出力信号が動かない

138

センサを洗浄します。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

問題

考えられる原因

テストおよび/ または改善策

電流出力信号誤り

電流ループの総負荷が大きすぎる

負荷を測定し、必要に応じて許容値まで下げます（→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説
明書の「技術データ」を参照）

EMC（干渉結合）

配線をチェックし、干渉の原因を特定して解消
してください。

17.1.2

導電率測定

問題考えられる原因

テストおよび/ または改善策

表示値が基準測定値から逸脱している

校正間違い再度校正してください。
必要に応じて、基準機器で校正をチェックし、再校正してください。

センサの汚染センサを洗浄します。

温度測定両方の機器の温度測定値をチェックしてくだ
さい。

温度補償

両方の機器の温度補償および調整の設定を確
認します。

分極エラー

次のような適切なセンサを使用してください。
• セル定数の大きいもの• ステンレス製ではなくグラファイト製（材質の耐性に注意）センサ内部で短絡している/湿気がある

センサを確認します。

ケーブルまたはソケットで短絡しているケーブルとソケットを点検してください。

センサ内で断線している

センサを確認します。

ケーブルまたはソケット内での断線

ケーブルとソケットを点検してください。

セル定数の設定が間違っている

セル定数をチェックしてください。

出力割当てが間違っている

測定値の電流信号への割当てをチェックしてください。

アセンブリ内部に空洞がある

ホルダおよび設置位置をチェックします。

機器または機器内部の接地不良

絶縁された容器内で測定してください。

機器の動作状態が不正（キーを押しても応答なし）

機器をオフにして、再度オンにします。

温度値が間違っている

センサの故障センサを交換します。

間違ったプロセス測定
値

温度補償が行われていないか、
不正

ATC：補償タイプを選択します。リニアの場合は、適切な係数を設定してください。
MTC：プロセス温度を設定します。

不正な温度測定

温度測定値をチェックしてください。

測定液中の泡

泡の発生を抑えてください。
• 気泡トラップ• オリフィスプレート• バイパスで測定

流量が多すぎる（気泡発生につながる可能性）

流量を減らすか、乱流が少なくなる取付位置を選択してください。

測定液中の電位（電極式の場合のみ）測定液をセンサの近くで接地してください。

センサ付着物またはセンサ上の沈着物

センサを洗浄します。

異常な測定値• 測定値が常に 000• 測定値が低すぎる• 測定値が高すぎる• 測定値が変化しない• 電流出力値が期待通りでない

Endress+Hauser139診断およびトラブルシューティング

Memosens

問題考えられる原因

テストおよび/ または改善策

測定値の変動

信号出力ケーブルに対するノイズ

ケーブルの配線をチェックし、場合によっては、ケーブルを個別に配線してください。

測定液中のノイズ電位

ノイズの発生源を除去するか、測定液をセンサのできるだけ近くで接地してください。

測定用ケーブルに対するノイズ

配線図どおりにケーブルシールドを接続してください。

ケーブルが切断または短絡しているケーブルを外し、直接機器で測定してくださ
い。

出力不良

→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説明書の「機器固有のエラー」を参照

電流出力信号が動かない

電流シミュレーションがアクティブ

シミュレーションをオフにしてください。

電流出力信号誤り

電流ループの総負荷が大きすぎる

負荷を測定し、必要に応じて許容値まで下げます（→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説
明書の「技術データ」を参照）

EMC（干渉結合）

配線をチェックし、干渉の原因を特定して解消
してください。

電流出力信号なし

17.1.3

溶存酸素測定問題

考えられる原因

テストおよび/ または改善策

表示値

センサの故障新しいセンサを使用した比較テストを行ってください。

センサケーブルが切断されている

ケーブルまたはケーブル延長パーツを点検してください。

センサ接続が間違っている

入力モジュールの接続を確認します(→  8)。

電子モジュールの故障

モジュールを交換してください。

読み値の変化がない、ま • センサの汚染
たは遅い• センサが古い

センサを洗浄します。
必要に応じて、電解液、隔膜キャップ（隔膜式センサ）または蛍光キャップ（光学式センサ）
を交換します。

測定値が一定して不正確

機器の動作状態が不正（キーを押しても応答なし）

機器をオフにして、再度オンにします。

測定値が低すぎる

隔膜が汚れている

センサを洗浄、またはキャップ交換します。

電解液を消耗したか、または汚れている電解液を交換する

陽極のコーティングが摩耗している

センサを再分極してください。

陽極のコーティングが黒色工場でセンサを再成してください。

隔膜の下に空洞がある

センサを洗浄し、必要に応じて取付けを最適化します。

分極が完了していない

分極時間が経過するまでお待ちください（→ センサの取扱説明書の技術データ）

不正な温度測定

値をチェック/修正してください。

海抜の設定が間違っている

校正間違い
再設定および再校正を行ってください。

測定値が高すぎる

あり得ない測定値

空気圧が間違っている
温度値が間違っている

140

センサの故障センサを交換します。

センサ接続が間違っている

入力モジュールを確認します(→  8)。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

問題

考えられる原因

テストおよび/ または改善策

測定値の変動

信号出力ケーブルに対するノイズ

ケーブルの配線をチェックし、場合によっては、ケーブルを個別に配線してください。

測定液中のノイズ電位

ノイズの発生源を除去するか、測定液をセンサのできるだけ近くで接地してください。

測定用ケーブルに対するノイズ

配線図どおりにケーブルシールドを接続してください。

ケーブルが切断または短絡しているケーブルを外し、直接機器で測定してくださ
い。

出力不良

→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説明書の「機器固有のエラー」を参照

電流出力信号が動かない

電流シミュレーションがアクティブ

シミュレーションをオフにしてください。

電流出力信号誤り

電流ループの総負荷が大きすぎる

負荷を測定し、必要に応じて許容値まで下げます（→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説
明書の「技術データ」を参照）

EMC（干渉結合）

配線をチェックし、干渉の原因を特定して解消
してください。

電流出力信号なし

17.1.4

殺菌パラメータの測定問題考えられる原因

テストおよび/ または改善策

表示値

センサの故障新しいセンサを使用した比較テストを行ってください。

センサケーブルが切断されている

ケーブルまたはケーブル延長パーツを点検してください。

センサ接続が間違っている

入力モジュールの接続を確認します(→  8)。

電子モジュールの故障

モジュールを交換してください。

スロープが低すぎる

センサが無塩素水内にあるか、接液されていない

塩素系漂白剤を上からかけて（浸漬させないこと！）短時間のコンディショニングを行い、水に入れて調整時間が経過してから校正を開始してください。

DPD 制御測定と一致しない

pH 補償を行わずに測定されてpH 補償を使用して塩素値を測定してくださ
おり、DPD 測定が必ず pH 6.3 に い。
緩衝されている

DPD 測定値が大幅に高すぎる

有機塩素処理剤が使用されました（一時的な使用またはショッ
ク塩素処理用に使用された場合も）。この場合、実際の遊離塩
素、DPD 測定、電流測定には相関関係がない。DPD 値は最大 5倍高くなる。

遊離塩素（気体）または無機塩素化合物から発生した塩素を使用してください。

塩素値が高すぎる

隔膜の故障

隔膜キャップを交換する

分極が完了していない

分極時間が経過するまでお待ちください。

異質な酸化剤

測定物を分析してください。

塩素センサの短絡

センサを交換します。

測定チャンバが閉じていない

再充填し、慎重にねじ込んで閉めてください。

隔膜の外側に気泡がある

気泡を除去し、可能であればより適切な設置位置を選択してください。

隔膜内側に気泡がある

再充填し、気泡が入らないようにねじ込んで閉めてください。

塩素値が低すぎる

Endress+Hauser141診断およびトラブルシューティング

Memosens

問題考えられる原因

読み値の変化がない、ま センサの汚染
たは遅い
センサが古い

センサを洗浄します。
センサを交換します。

センサが故障している（比較電極信号線）

センサを交換します。

センサが適切に浸漬されていな
い、または保護キャップが外されていない

設置位置をチェックし、保護キャップを外してください。

アセンブリ内部に空洞がある

ホルダおよび設置位置をチェックします。

ケーブルが切断または短絡しているケーブルを外し、直接機器で測定してくださ
い。

出力不良

→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説明書の「機器固有のエラー」を参照

電流出力信号が動かない

電流シミュレーションがアクティブ

シミュレーションをオフにしてください。

電流出力信号誤り

電流ループの総負荷が大きすぎる

負荷を測定し、必要に応じて許容値まで下げます（→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説
明書の「技術データ」を参照）

EMC（干渉結合）

配線をチェックし、干渉の原因を特定して解消
してください。

測定値が一定して不正確

電流出力信号なし

17.1.5

濁度、SAC および硝酸測定問題考えられる原因

テストおよび/ または改善策

表示値

センサの故障新しいセンサを使用した比較テストを行ってください。

センサケーブルが切断されている

ケーブルまたはケーブル延長パーツを点検してください。

センサ接続が間違っている

入力モジュールの接続を確認します(→  8)。

電子モジュールの故障

モジュールを交換してください。

読み値の変化がない、ま センサの汚染
たは遅い

センサを洗浄します。

測定値が一定して不正確

機器の動作状態が不正（キーを押しても応答なし）

機器をオフにして、再度オンにします。

あり得ない測定値

センサが校正されていない、または正しく校正されていない

濃度または固形分の場合、オリジナルサンプル
での校正が必要になることがあります。

センサの汚染センサを洗浄します。

センサが「不感帯」に設置されている、またはホルダやフランジに空洞がある

設置位置をチェックし、適切な流れを検知できる位置にセンサを移動させてください。水平
配管に取り付ける場合は特に注意してください。

センサ設置向きが不適切

センサの位置調整をしてください。
• 標準的な測定物：測定窓に対して正流• 固形分が多い測定物：流れに対して測定窓が90° になるように位置調整

センサの故障センサを交換します。

センサ接続が間違っている

入力モジュールを確認します(→  8)。

温度値が間違っている

142

テストおよび/ または改善策

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

問題

考えられる原因

テストおよび/ または改善策

測定値の変動

信号出力ケーブルに対するノイズ

ケーブルの配線をチェックし、場合によっては、ケーブルを個別に配線してください。

不整流/乱流/気泡/大きな固形粒 より最適な設置位置を選択するか、または乱流
子を抑制してください。必要に応じて、大きな測定値ダンピング係数を使用します。
電流出力信号なし

ケーブルが切断または短絡しているケーブルを外し、直接機器で測定してくださ
い。

出力不良

→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説明書の「機器固有のエラー」を参照

電流出力信号が動かない

電流シミュレーションがアクティブ

シミュレーションをオフにしてください。

電流出力信号誤り

電流ループの総負荷が大きすぎる

負荷を測定し、必要に応じて許容値まで下げます（→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説
明書の「技術データ」を参照）

EMC（干渉結合）

配線をチェックし、干渉の原因を特定して解消
してください。

値がゼロに切り替わり、 気泡
測定値に戻る17.1.6センサは通気ディスクの上に取り付けないで
ください。

界面測定

トラブルシューティングの際には、測定点全体を考慮しなければなりません。
• 変換器• 電気的接続およびケーブル
• ホルダ
• センサ
下表には、主にセンサに関連するエラーの原因が記載されています。
表示

確認

対処法

何も表示されない、センサの反応がない• 電源電圧が変換器に接続されていること• センサが正しく接続されていること• センサ面の付着物• センサ/チャンネル設定の確認• 電源電圧を印加します。
• 適切に接続します。
• センサを洗浄します。
• センサを割り当てます。

表示の数値が高すぎる、または
低すぎる• 水槽設定• センサ設置状況の確認

センサを設定します。

表示値が大きく変動する• 取付位置の確認• センサ面の付着物• 水槽設定• 別の取付位置を選択する。
• センサを洗浄します。
• センサを設定します。

変換器の取扱説明書に記載されたトラブルシューティング情報に注意してください。必要に応じて変換器を確認してください。

Endress+Hauser143診断およびトラブルシューティング

17.1.7

Memosens

イオン選択性センサによる測定問題考えられる原因

テストおよび/ または改善策

温度値が常に 20 ℃また • 温度センサが接続されていなは不正確
いか、正しく接続されていな
い• 温度センサが故障している• 温度センサのケーブルが故障している

温度センサを点検し、必要に応じて交換してください。
ケーブルを交換してください。

表示値が基準測定値から逸脱している

校正間違い再度校正してください。
必要に応じて、基準機器で校正をチェックし、再校正してください。

誤ったスロットに電極が接続されている

端子割当てと変換器の設定を比較してください。

電極が汚れている

電極を洗浄してください。

温度測定

両方の機器の温度測定値をチェックしてくだ
さい。

温度補償

両方の機器の温度補償および調整の設定を確認します。

pH 補償 （アンモニアの場合のみ）、pH 測定

必要に応じて設定と pH 測定をチェックしてください。

読み値の変化がない、ま • 電極が汚れている
たは遅い• 電極が古い• 電極が故障している• 電極を洗浄してください。
• 隔膜キャップおよび電解液を交換してください。
• 電極を交換してください。

測定値ドリフトpH 電極のリファレンスに不具合がある

pH 電極を交換します。

比較電極またはイオン選択性電極の汚染

アプリケーションの問題

計測ループのゼロ点が センサが適切に浸漬されていな 設置位置をチェックし、保護キャップを外して不安定で、調整できない い、または pH 電極の保護キャッ ください。
プが外されていない
隔膜と内部端子リード間の電極内に気泡がある

電解液を隔膜に向けて電極内に注入してください。

隔膜キャップまたは電極の故障

隔膜キャップまたは電極を交換してください。

電極が汚れている

新しい電極を使用してテストしてください。

pH 電極のリファレンスが使用されている

pH 電極を交換します。

誤ったスロットに電極が接続されている

端子割当てと変換器の設定を比較してください。

表示が大きく変動する

電極内に気泡がある

電解液を隔膜に向けて電極内に注入してください。

測定値の変動

信号出力ケーブルに対するノイズ

ケーブルの配線をチェックし、場合によっては、ケーブルを個別に配線してください。

測定液中のノイズ電位

ノイズの発生源を除去するか、測定液をセンサのできるだけ近くで接地してください。

ケーブルが切断または短絡しているケーブルを外し、直接機器で測定してくださ
い。

出力不良

→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説明書の「機器固有のエラー」を参照

電流シミュレーションがアクティブ

シミュレーションをオフにしてください。

電流出力信号なし

電流出力信号が動かない144

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

問題

考えられる原因

テストおよび/ または改善策

電流出力信号誤り

電流ループの総負荷が大きすぎる

負荷を測定し、必要に応じて許容値まで下げます（→ 変換器、サンプラ、アナライザの取扱説
明書の「技術データ」を参照）

EMC（干渉結合）

配線をチェックし、干渉の原因を特定して解消
してください。

17.1.8

スペクトロメータ

トラブルシューティングの際には、測定点全体を考慮しなければなりません。
• 変換器• 電気的接続およびケーブル• ホルダ• スペクトロメータ
下表には、主にスペクトロメータに関連するエラーの原因が記載されています。
問題

確認

対処法

何も表示されず、
スペクトロメータの反応がない• 変換器に電源電圧があるか？
• 最新の変換器ソフトウェアが搭載されているか？
• スペクトロメータが正しく接続されているか？
• 光学窓に付着物はないか？

‣
‣
‣
‣

表示の数値が高す
ぎる、または低すぎる• 光学窓に付着物はないか？
• スペクトロメータは校正されているか？

‣ 窓を洗浄します。
‣ スペクトロメータを校正します。

表示値が大きく変動する• 測定キュベット内に気泡が生成されているか？
• 取付場所は正しいか？

‣ 窓を洗浄します。
‣ 別の取付位置を選択します。
‣ 測定フィルタを調整します。

測定値ドリフト光学窓に付着物はないか？

‣ 最初にスペクトロメータを洗浄しま

電源を接続します。
ソフトウェアを更新します。
正しい接続を確立します。
スペクトロメータを洗浄します。

す。

‣ 基準スペクトルを記録します。

変換器の取扱説明書に記載されたトラブルシューティング情報に注意してください。必要に応じて変換器を確認してください。

17.1.9蛍光測定

トラブルシューティングの際には、測定点全体を考慮しなければなりません。
• 変換器• 電気的接続およびケーブル• センサ
下表には、主にセンサに関連するエラーの原因が記載されています。
問題

確認

対処法

何も表示されない、センサの反応がな • 変換器に線間電圧があるか？ ‣い• センサの接続は正しいか？
‣• 光学窓に付着物はないか？
‣

電源を接続します。
正しい接続を確立します。
センサを洗浄してください。

表示の数値が高すぎる、または低すぎ • 光学窓に付着物はないか？
‣る• センサが校正されているか？ ‣機器を洗浄します。
機器を校正します。

表示値が大きく変動する

取付場所は正しいか？

‣ 別の取付位置を選択します。
‣ 測定値フィルタを調整します。

変換器の取扱説明書に記載されたトラブルシューティング情報に注意してください。必要に応じて変換器を確認してください。

Endress+Hauser145診断およびトラブルシューティング

Memosens

17.2

診断情報の概要

17.2.1

機器固有の診断メッセージ

変換器、サンプラ、またはアナライザの取扱説明書

17.2.2

センサ固有の診断メッセージ

テーブルには以下の各種センサタイプの略記が使用されます。
• P ... pH/ORP（全般、すべての pH センサに適用）• P（ガラス）... ガラス電極にのみ適用• P（ISFET）... ISFET センサにのみ適用• C ... 導電率（全般、すべての導電率センサに適用）• C（電極）... 電極式導電率センサにのみ適用• C（電磁）... 電磁式導電率センサにのみ適用• O ... 溶存酸素（全般、すべての溶存酸素センサに適用）• O（光学）... 光学式溶存酸素センサにのみ適用• O（隔膜）... 隔膜式溶存酸素センサにのみ適用• N ... 硝酸センサ• T ... 濁度および固形物センサ• S ... SAC センサ• U ... 界面センサ• I ... イオン選択性センサ• DI ... 殺菌センサ• SC ... 水質分析用スペクトロメータ• FL ... 蛍光測定用センサ
番号

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

センサタ
イプ

テストまたは改善策‣ センサを交換してください。

002

センサが不明です

F

オン

オン

すべて

004

センサ故障

F

オン

オン

すべて

005

センサデータ無効

F

オン

オン

すべて

010
012

013

146

メッセージ

センサスキャンニ
ング

F

データ書き込み失敗F

センサタイプが間違っています

F

オフ

オン

すべて

1.

センサと変換器のファームウェ
アの互換性を確認してください。
または、適切なファームウェアを読み込んでください。

2.

センサを初期設定し、センサを外して再接続してください。

3.

変換器データを更新してください。

4.

センサを交換してください。

‣ 初期化が完了するまでお待ちくだ
さい。

オン

オン

オン

オン

すべて

すべて

1.

書き込みを再試行してください

2.

センサを交換してください。

センサが機器設定に適合しない、または機器設定を新しいセンサタイプに変更しなければならない
1.

センサを設定したタイプに変更
します。

2.

機器設定を接続されたセンサに合わせます。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

018

022

061

メッセージ

センサの準備ができていません

温度センサ

センサ回路

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オン

F

F

オン

オン

オン

オン

センサタ
イプ

テストまたは改善策

すべて

センサの通信が遮断された
1.

センサがタグチェックに失敗。
交換してください。

2.

内部ソフトウェアエラー。サービスセンターにお問い合わせく
ださい。

P, C, O, I,
DI, SC, FL

温度センサが故障している

すべて

センサ電子部の故障‣ センサを交換してください。
‣ センサを交換してください。

062

081

センサ接続

初期化

F

F

オン

オン

オン

オン

すべて

すべて

1.

センサの接続を確認してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

‣ 初期化が完了するまでお待ちくだ
さい。

100

101

102

センサ通信

センサの互換性が
ありません

校正タイマ

F

F

M

オン

オン

オン

オン

オン

オフ

すべて

すべて

センサが通信していない
1.

センサの接続を確認してください。

2.

センサコネクタを確認してくだ
さい。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

1.

センサファームウェアを更新してください。

2.

センサを交換してください。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

すべて（SC, 校正間隔が経過しました。測定はまだ
FL 以外） 実行できます。

‣ センサを校正してください。
103

校正タイマ

M

オン

オフ

すべて（SC, 間もなく校正間隔が経過します。測定
FL 以外） はまだ実行できます。

‣ センサを校正してください。
104

校正有効性

M

オン

オフ

すべて

前回実施した校正が無効になりました。
測定はまだ実行できます。

‣ センサを校正してください。
105

校正有効性

M

オン

オフ

すべて

間もなく前回実施した校正が無効になります。測定はまだ実行できます。

‣ センサを校正してください。
106

センサタグ

F

オン

オン

すべて

センサのタグまたはタググループが無
効です。

107

校正起動中

C

オン

オフ

P, C, O, I,
DI‣ 校正が完了するまでお待ちくださP, C, O

間もなく指定された滅菌回数に達します。測定はまだ実行できます。

108

滅菌

M

オン

オフ

い。

‣ センサを交換してください。
109

滅菌キャップMオン

オフ

O（隔膜） 指定されたキャップ滅菌回数に達しました。測定はまだ実行できます。

‣ 隔膜キャップを交換してください。

Endress+Hauser147診断およびトラブルシューティング

番号

110

メッセージ

チャンネル初期化

Memosens

初期設定

センサタ
イプ

S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オン

テストまたは改善策

すべて（SC チャンネルの初期化に失敗しました。
以外）
測定操作を実行できません。

‣ サービスセンターにお問い合わせ
ください。

111

稼動時間

M

オン

オフ

DI

稼働時間モニタキャップの合計稼働時間として設定された限界に達しました。測定はまだ実行できます。

113

148

互換性がないフィ
ルタ

F

オン

オン

1.

キャップを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

O（光学） センサの互換性のないフィルタ設定
1.

有効な測定フィルタ（センサ設定）に切り替えます。

2.

機器のファームウェアを更新します。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

114

温度オフセット高

M

オン

オフ

115

温度オフセット低

M

オン

オフ

116

温度校正

M

オン

オフ

すべて（U, 校正アラーム：温度勾配のリミット値をSC, FL 以
超過外）
センサが古いか故障しています。

117

温度スロープ低Mオン

オフ

すべて（U,SC, FL 以外）

118

センサガラス破損

F

オン

オフ

119

センサチェックMオンオフ

すべて（U, 校正アラーム：温度オフセットのリミッ
SC, FL 以
ト値を超過外）
1. 温度センサを確認します。
すべて（U, 2. センサを交換してください。
SC, FL 以外）

1.

再度校正してください。

2.

センサを交換してください。

P（ガラス） ガラス破損警告、pH ガラスのインピー
ダンスが低すぎる
P（ガラス）
アラーム（118）が発生するまで測定は継続可能です。
1.

センサに細かいひびや破損がな
いか点検してください。

2.

測定液温度をチェックしてください。

3.

センサを交換してください。

120

センサリファレン
ス

F

オン

オフ

P（ガラス） リファレンス警告、リファレンスのイン
ピーダンスが低すぎる

121

センサリファレン
ス

M

オン

オフ

P（ガラス） アラーム（120）が発生するまで測定は継続可能です。
1.

リファレンスに詰まり/汚れがな
いか確認してください。

2.

リファレンス/液絡膜を洗浄して
ください。

3.

センサを交換してください。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

メッセージ

初期設定

センサタ
イプ

S 1)

D 2)

F 3)

テストまたは改善策

122

センサガラス

F

オン

オフ

123

センサガラス

M

オン

オン

124

センサガラスMオン

オフ

P（ガラス） インピーダンスリミット値を超過/下回っている
P（ガラス）
アラーム（122、124）が発生するまでP（ガラス） 測定は継続可能です。

125

センサガラスFオン

オフ

P（ガラス） 1.

センサに細かいひびや破損がな
いか点検してください。

2.

リミット値を確認または変更してください。

3.

センサを交換してください。

126

センサチェックMオンオフ

P（ガラス） センサコンディションチェック（SCC）、
センサ状態が悪い
ガラス液絡膜の汚れまたは乾燥、液絡膜の詰まり
1.

センサを洗浄して、再生します。

2.

センサを交換してください。

127

センサチェックMオンオフ

P（ガラス） センサコンディションチェック（SCC）、
センサ状態が適切

128

センサ漏れ

F

オン

オフ

P（ISFET）, リーク電流アラーム
O（隔膜）, 摩耗または損傷による故障
DI
ゲートの故障（ISFET のみ）‣ センサを交換してください。
129

センサ漏れ

F

オン

オフ

P（ISFET）, リーク電流警告
O（隔膜）, アラームが発生するまで測定は継続可
DI
能です。

130

センサ電源

F

オン

オフ

P, O, I, DI

131

センサ校正

M

オン

オフ

132

センサ校正

M

オン

オフ

133

134

Endress+Hauser

センサ信号

センサ信号

F

M

オン

オン

オフ

オフ

センサ電源が不足
1.

センサの接続を確認してください。

2.

センサを交換してください。

O（光学） センサ緩和時間のリミット値（蛍光減衰時間）を超過/下回っているO（光学）
原因：酸素濃度が高い、不適切な校正
1.

再度校正してください。

2.

センサキャップを交換してください。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

O（光学） 信号がない（蛍光減衰）
1.

センサキャップを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

O（光学） 信号振幅が小さい。測定はまだ実行できます。
1.

センサキャップを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

135

センサ温度低

S

オン

オフ

O

温度が仕様の範囲外

136

センサ温度高

S

オン

オフ

O

1.

プロセスを確認します。

2.

設置状況を確認します。

149

診断およびトラブルシューティング

番号

137

メッセージ

センサ LED

Memosens

初期設定

センサタ
イプ

S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オフ

テストまたは改善策

O（光学） センサ LED：電圧がない‣ サービスセンターにお問い合わせ
ください。

138

センサ LED

Fオン

オフ

O（光学） センサ LED：電流がない‣ サービスセンターにお問い合わせ
ください。

140

センサチェック

F

オン

オフ

O

センサレンジエラー‣ サービスセンターにお問い合わせ
ください。

141

分極

F

オン

オフ

C（電極）

分極警報
導電率レベルが高いと測定値に誤りが生じる‣ セル定数の大きいセンサを使用してください。

142

143

144

センサ信号

センサチェック

導電率が範囲外

F

F

S

オン

オン

オフ

オフ

オフ

オン

C

C

C

原因：センサが接液していない、センサの故障
1.

設置状況を確認します。

2.

センサを交換してください。

センサセルフテストエラー
1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

導電率が測定範囲外‣ 適切なセル定数のセンサを使用してください。

146

147

センサ温度

センサチェック

S

F

オフ

オン

オフ

オン

C, N, T, S,
FL

C（電磁）

温度が仕様の範囲外
1.

温度を確認してください。

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

コイル伝送電流が高すぎる
原因：伝送コイルの短絡、インダクタン
スが低すぎる

148

149

150

センサチェック

センサ LED

F

F

オン

オン

オン

オン

C（電磁）

T

1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

原因：伝送コイルの断線、インダクタン
スが高すぎる
1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

センサ LED エラー
1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

151

152

メッセージ

センサ付着

センサデータ無効

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オン

M

オフ

オフ

センサタ
イプ

テストまたは改善策

T

付着物、高い汚染度

C（電磁）

1.

センサを洗浄してください。

2.

センサを交換してください。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

校正データがない‣ エアセット校正を行ってください。
153

センサ故障

F

オン

オン

N, T, S

センサフラッシュランプの故障
原因：経年劣化、動作寿命、機械的な障
害/振動

154

センサデータ無効

M

オフ

オフ

C

1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

工場出荷時校正を使用している‣ 校正してください。
155

センサ故障

F

オン

オン

N, T, S

センサの故障アナログ評価エラー

156

有機物汚染

F

オン

オン

N, T, S

1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

過度の有機付着物
原因：センサ付着物、高い有機含有量、設置向きが不適切157

フィルタ交換

M

オン

オフ

N, S

1.

センサを洗浄します。

2.

自動洗浄機を取り付けてください。

3.

アプリケーションを確認します。

光学フィルタの交換が必要
原因：長期間の稼働、センサ内の湿気

158

159

センサチェック

センサチェック

F

F

オン

オン

オフ

オフ

N, T, S

N, T, S

1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

無効な測定値
1.

センサ電源を確認してください。

2.

機器を再起動します。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

測定値が変動する
原因：センサに付着物、不適切なアプリ
ケーション

Endress+Hauser

1.

センサを洗浄してください。

2.

アプリケーションを確認します。

151

診断およびトラブルシューティング

番号

160

161

メッセージ

センサデータ無効

フィルタ交換Memosens

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オフ

F

オン

オフ

センサタ
イプ

テストまたは改善策

N, T, S, DI,
SC, FL

校正データがない

N, T, S

原因：データが削除された
1.

別のデータレコードを選択して
ください。

2.

工場出荷時校正を使用してください。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

フィルタの交換が必要
原因：長期間の稼働、センサ内の湿気

162

設置係数

M

オン

オフ

C（電磁）

163

設置係数

M

オン

オフ

C（電磁）

164

センサデータ無効

M

オフ

オフ

C

1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

設置係数を超過/下回っている、アラーム
原因：壁面とセンサの距離が近すぎる（< 15 mm）
1.

配管径を確認してください。

2.

センサを洗浄してください。

3.

センサを校正してください。

温度校正データがない
工場出荷時校正を使用している

168

分極

S

オン

オフ

C（電極）

1.

プロセスを確認します。

2.

センサを点検または交換してく
ださい。

分極警報
導電率レベルが高いと測定値に誤りが生じる‣ セル定数の大きいセンサを使用してください。

169

170

171

稼動時間

稼動時間

ランプ交換

M

M

M

オン

オン

オン

オフ

オフ

オフ

S

S

N, T, S, SC

稼働時間、濃度 > 200 mg/l、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間、濃度 < 50 mg/l、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

ランプ交換を推奨‣ ランプの交換については、サービスセンターにお問い合わせください。

172

反射信号消失

F

オン

オン

U

エコー信号が失われた

173

汚泥レベル

F

オン

オン

U

不適切な分離ゾーン測定‣ センサを交換してください。
174

濁度故障

F

オン

オン

U

不適切な濁度測定‣ センサを交換してください。

152

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

175

メッセージ

ワイパー故障

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オン

センサタ
イプ

テストまたは改善策

U

ワイパーが作動しない‣ センサを洗浄するか、交換してくだ
さい。

176

177

178

179

180

181

182

183

184

Endress+Hauser

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

M

M

M

M

M

M

M

M

M

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

DI

DI

DI

P

P

稼働時間 > 100 nA、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 20 nA、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 15 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 300 mV、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 < -300 mV、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

O（光学） 稼働時間 < 25 µS、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

O（光学） 稼働時間 > 40 µS、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

O（隔膜） 稼働時間 > 10 nA（COS51D）、測定はま
だ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

O（隔膜） 稼働時間 > 30 nA（COS22D）、測定はま
だ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

153診断およびトラブルシューティング

番号

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

154

メッセージ

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

Memosens

初期設定

センサタ
イプ

S 1)

D 2)

F 3)

M

オン

オフ

M

M

M

M

M

M

M

M

M

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オン

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

オフ

テストまたは改善策

O（隔膜） 稼働時間 > 40 nA（COS51D）、測定はま
だ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

O（隔膜） 稼働時間 > 160 nA（COS22D）、測定はまだ継続可能

C

C, O

O

O

O, I, DI

O, I

P, C, OP

1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 80 ℃、100 nS/cm、測定はま
だ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 < 5 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 5 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 25 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 30 °C、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 40 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 80 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 100 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

195

196

197

198

199

メッセージ

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

稼動時間

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

M

オン

オフ

M

M

M

M

オン

オン

オン

オン

オフ

オフ

オフ

オフ

センサタ
イプ

テストまたは改善策

C

稼働時間 > 120 ℃、測定はまだ継続可能

C

C

C

1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 125 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 140 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

稼働時間 > 150 ℃、測定はまだ継続可能
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

3.

モニタを無効にしてください。

すべて（U 総稼働時間として設定された限界に達以外）しました。測定はまだ実行できます。
1.

センサを交換してください。

2.

リミット値を変更してください。

215

シミュレーション
起動中

C

オン

オフ

すべて（FL シミュレーションがアクティブ以外）
測定モードに切り替えてシミュレーシ
ョン終了させます。

408

校正が中断されま
した

M

オフ

オフ

P, C, O, I,
DI

500

センサ校正

M

オン

オフ

すべて（SC, 校正中断、主測定値が変動
FL 以外） 原因：センサが古い、センサが時々乾燥している、校正値が一定でない

501

505

センサ校正

センサ校正

M

M

オン

オン

オフ

オフ

校正が中断されました

1.

センサを確認します。

2.

校正液を確認してください。

すべて（U, 校正中断、温度測定値が変動
SC, FL 以
原因：センサが古い、センサが時々乾燥外）している、校正液の温度が一定でない

P, O, I, DI

1.

センサを確認します。

2.

校正液の温度を調整してください。

最大ゼロ点警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

Endress+Hauser

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

155診断およびトラブルシューティング

番号

507

Memosens

メッセージ

センサ校正

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

M

オン

オフ

センサタ
イプ

テストまたは改善策

P, O, I, DI

最小ゼロ点警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

509

センサ校正

M

オン

オフ

P, O, I, DI

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

最小スロープ警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

511

センサ校正

M

オン

オフ

P, O, I, DI

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

最大スロープ警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

513

515

ゼロ

警告

センサ校正

M

M

オン

オン

オフ

オフ

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

O（隔膜）, ゼロ点警告、測定はまだ継続可能DI
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている
1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

P（ISFET） 最大動作点警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

156

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

517

メッセージ

センサ校正

初期設定

センサタ
イプ

S 1)

D 2)

F 3)

M

オン

オフ

テストまたは改善策

P（ISFET） 最小動作点警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

518

センサ校正

M

オン

オフ

P, O, I, DI

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

Δ スロープ警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

520

センサ校正

M

オン

オフ

P, O, I, DI

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

Δ ゼロ点警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

522

センサ校正

M

オン

オフ

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

P（ISFET） Δ 動作点警告、測定はまだ継続可能
推定原因： センサが古いか故障している、リファレンスが詰まっている、校正液が古いか汚れている

534

センサ校正

M

オン

オフ

DI

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

校正液を確認または交換してく
ださい。

3.

再度校正してください。

電解液消費警告
電解液能力として設定された限界に達
しました。

535

センサチェック

M

オン

オフ

1.

電解液を交換してください。

2.

消費カウンタをリセットしてく
ださい。

3.

センサを交換してください。

O（隔膜）, 指定のキャップ校正回数に到達DI
測定はまだ実行できます。

‣ センサキャップを交換してください。

550

プロセス温度

S

オン

オン

C

551

プロセス温度

S

オン

オン

C

プロセス温度が濃度表を超過/下回っている• プロセス値が仕様の範囲外• 表が不完全‣ 表を修正してください。

Endress+Hauser157診断およびトラブルシューティング

番号

メッセージ

Memosens

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

センサタ
イプ

テストまたは改善策

プロセス濃度が濃度表を超過/下回っている• プロセス値が仕様の範囲外• 表が不完全

552

導電率低い

S

オン

オン

C

553

導電率高

S

オン

オン

C

‣ 表を修正してください。
554

濃度低

S

オン

オン

C

555

濃度高

S

オン

オン

C

プロセス濃度が濃度表を超過/下回っている• プロセス値が仕様の範囲外• 表が不完全‣ 表を修正してください。
556

温度低

S

オン

オン

C

557

温度高い

S

オン

オン

C

プロセス温度が補償表を超過/下回っている• プロセス値が仕様の範囲外• 表が不完全‣ 表を修正してください。
558

導電率低

S

オン

オン

C

559

導電率が高い

S

オン

オン

C

プロセス導電率が補償表を超過/下回っている• プロセス値が仕様の範囲外• 表が不完全‣ 表を修正してください。
560

導電率補償

S

オン

オン

C

561

導電率補償

S

オン

オン

C

導電率補償が補償表を超過/下回っている• プロセス値が仕様の範囲外• 表が不完全‣ 表を修正してください。
566

パッケージに互換性がありません

C

オン

オフ

SC

互換性のないモデルパッケージ‣ 割り当てられた出力の設定、測定設
定、およびアプリケーション校正を確認します。

720

722

723

メンブレン変更

センサリファレン
ス

センサリファレン
ス

M

F

M

オン

オン

オン

オフ

オン

オフ

I

P

I

隔膜キャップの交換が必要
1.

隔膜キャップを交換してください。

2.

タイマーをリセットしてください。

アラーム：リファレンス隔膜のインピー
ダンスが低すぎる1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

リファレンスリミット値を確認/
修正してください。

警告：リファレンス隔膜のインピーダン
スが低すぎる。
アラームが発生するまで測定は継続可
能です。

724

158

センサリファレン
ス

F

オン

オン

I

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

リファレンスリミット値を確認/
修正してください。

アラーム：リファレンス隔膜のインピーダンスが高すぎる。
1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

リファレンスリミット値を確認/
修正してください。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

725

メッセージ

センサリファレン
ス

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

M

オン

オフ

センサタ
イプ

テストまたは改善策

I

警告：リファレンス隔膜のインピーダン
スが高すぎる。
アラームが発生するまで測定は継続可
能です。

734

Calibration quality

M

オン

オフ

1.

センサを点検または交換してく
ださい。

2.

リファレンスリミット値を確認/
修正してください。

O（光学） 警告：校正品質指数は、前回の校正以来の実質的な変化を示します。
測定はまだ実行できます。
1.

再度校正してください。

2.

センサを確認し、必要に応じて交
換します。

740

センサ故障

F

オン

オン

C（4 電極式 内部の電極の故障
センサの1. センサを交換してください。
み）2. サービスセンターにお問い合わ
せください。

771

ランプ交換

F

オン

オフ

N, T, S, SC

ランプ交換アラーム
設定された稼働時間に到達‣ ランプの交換については、サービスセンターにお問い合わせください。

772

ランプ交換

M

オン

オフ

SC

ランプ交換警告
推定原因：ランプ強度が低いまま。ラン
プ交換後にランプ寿命がリセットされ
ていない

773

ランプ交換

F

オン

オン

SC

1.

ランプを交換し、ランプ寿命をリセットしてください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

ランプ交換アラーム
推定原因：ランプ強度が低いまま。ラン
プ交換後にランプ寿命がリセットされ
ていない

774

832

ランプ故障

温度範囲

F

S

オン

オフ

オン

オフ

SC

1.

ランプを交換し、ランプ寿命をリセットしてください。

2.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

推定原因：ケーブルの故障、ランプの故障
1.

ケーブルを点検してください。

2.

ランプを交換します。

3.

サービスセンターにお問い合わ
せください。

すべて（U, 温度仕様の範囲外
FL 以外）
1. アプリケーションを確認します。
2.

841

動作レンジ

S

オフ

オフ

すべて（FL プロセス値が動作レンジ外以外）
1. アプリケーションを確認します。
2.

Endress+Hauser

温度センサを確認します。

センサを確認します。

159

診断およびトラブルシューティング

番号

メッセージ

Memosens

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

センサタ
イプ

テストまたは改善策

プロセスリミット値を超過/下回ってい
る

842

プロセス値

S

オフ

オフ

P

843

プロセス値

S

オフ

オフ

P

844

プロセス値

S

オフ

オフ

N, T, S

原因：センサが接液していない、 ホル
ダ内に空洞がある、センサへの流れが不
適切、センサの故障
1.

プロセス値を変更してください。

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

測定値が指定範囲外
原因：センサが接液していない、 ホル
ダ内に空洞がある、センサへの流れが不
適切、センサの故障

904

F

オン

オン

プロセス値を上げてください。

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

すべて（光 測定信号が停滞
度 以外） 原因：センサが接液していない、 セン
サに付着物、センサへの流れが不適切、センサの故障1.

電極システムを確認してください。

2.

センサを確認します。

3.

機器を再起動します。

914

USP/EP アラーム

M

オン

オフ

C

USP リミット値を超過

915

USP/EP 警告

M

オン

オフ

C

‣ プロセスを確認します。

934

プロセス温度が高
い

S

オフ

オフ

N, S, U, SC, プロセス温度が高い
FL
1. プロセス温度を上げないでくだ
さい。

935

942

160

プロセスチェック
アラーム

1.

プロセス温度

プロセス値

S

S

オフ

オフ

オフ

オフ

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

N, S, U, SC, プロセス温度が低い
FL
1. プロセス温度を下げないでくだ
さい。

N、P、U

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

プロセス値が高い
1.

プロセス値を上げないでください。

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

Endress+Hauser

Memosens

診断およびトラブルシューティング

番号

943

944

メッセージ

プロセス値

センサ範囲

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

S

オフ

オフ

S

オン

オフ

センサタ
イプ

テストまたは改善策

N、P、U

プロセス値が低い

S, U, FL1.

プロセス値を下げないでください。

2.

電極システムを確認してください。

3.

センサタイプを変更してください。

センサのダイナミックレンジの限界での測定
原因：プロセスでより高い、またはより低い測定範囲に変更した

945

946

950

pH value highpH value low

プロセス温度

S

S

F

オン

オン

オン

オフ

オフ

オン

DI

DI

C

1.

アプリケーションを確認します。

2.

アプリケーションの測定範囲に適したセンサを使用してください。

警告 最大 pH 値を超過
1.

アプリケーションを確認します。

2.

pH センサを確認してください。

警告 最小 pH 値に達していない。塩素ガスが漏れている可能性！
1.

アプリケーションを確認します。

2.

pH センサを確認してください。

濃度テーブル（導電率）
プロセス温度が表の最低値を下回っている‣ 表を修正してください。
951

プロセス温度

F

オン

オン

C

濃度テーブル（導電率）
プロセス温度が表の最高値を超過している‣ 表を修正してください。
952

導電率低い

F

オン

オン

C

濃度テーブル（導電率）
プロセス導電率が表の最低値を下回っている‣ 表を修正してください。
953

導電率高

F

オン

オン

C

濃度テーブル（導電率）
プロセス導電率が表の最高値を超過している‣ 表を修正してください。
954

濃度低

F

オン

オン

C

濃度テーブル（導電率）
プロセス濃度が表の最低値を下回っている‣ 表を修正してください。
955

濃度高

F

オン

オン

C

濃度テーブル（導電率）
プロセス濃度が表の最高値を超過している‣ 表を修正してください。

Endress+Hauser161診断およびトラブルシューティング

番号

983

984

985

987

1)
2)
3)

Memosens

メッセージ

センサ ISE チェック

プロセス温度が高いセンサインタフェ
ース

校正要求

初期設定
S 1)

D 2)

F 3)

F

オン

オン

S

F

M

オン

オン

オン

オン

センサタ
イプ

テストまたは改善策

I

電極または隔膜の故障

I

オン

I

オン

I, DI, SC

1.

電極を点検または交換してください。

2.

隔膜キャップを点検または交換
してください。

温度が仕様の範囲外
1.

プロセス温度を確認します。

2.

電極システムを確認してください。

センサインタフェースエラー
1.

コネクタを確認してください。

2.

ケーブルを点検または交換してください。

センサのメンテナンスのため、校正が必要です。

ステータス信号診断メッセージ
エラー電流17.2.3

トラブルシューティングの設定オプション

表には、メニューの設定に応じた診断メッセージのみが示されます。設定変更のパスについては下表を参照してください。
• 1 つのセンサタイプのみに該当するメッセージの場合に限り、そのセンサタイプがパスに示されます。
• 複数のセンサタイプが該当する場合は、パスとして略記 ../ が使用されます。

162

番号

メニュー/設定/入力/..

102../追加セットアップ/校正設定/校正タイマー

103../追加セットアップ/校正設定/校正タイマー

104../追加セットアップ/校正設定/校正期限切れ時間/アラームリミット

105../追加セットアップ/校正設定/校正期限切れ時間/警告

108../追加セットアップ/診断設定/滅菌/警告

109

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/キャップ滅菌回数/警告

111

Disinfection/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間

122

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/ガラスインピーダンス(SCS)/下限アラーム値

123

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/ガラスインピーダンス(SCS)/下限警告値

124

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/ガラスインピーダンス(SCS)/上限アラームリミット

125

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/ガラスインピーダンス(SCS)/上限警告リミット

126

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/センサ状態チェック

127

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/センサ状態チェック

145

pH ガラス電極/追加セットアップ/診断設定/センサ状態チェック

157

硝酸/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/フィルタ交換

168

電極式導電率/追加セットアップ/診断設定/分極補償

169

SAC/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>200 mg/l の稼動時間/警告

リミット

170

SAC/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/<50 mg/l の稼動時間/警告

リミット

リミット

リミット
リミット

Endress+Hauser

Memosens

Endress+Hauser

診断およびトラブルシューティング

番号

メニュー/設定/入力/..

176

塩素/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>100nA の稼動時間/警告

178

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/キャップ滅菌回数/アラームリミット

179../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>300mV の稼動時間/警告

リミット

180

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/<-300mV の稼動時間警告

リミット

181

溶存酸素(光学式、固定ケーブル)/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/< 25 µs の稼動時間/警告 リミット

182

溶存酸素(光学式、固定ケーブル)/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/> 40 µs の稼動時間/警告 リミット

183

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>15nA の稼動時間/警告
ット

リミ

184

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>30nA の稼動時間/警告
ット

リミ

185

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>50nA の稼動時間/警告
ット

リミ

186

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>160nA の稼動時間/警告
ミット

リ

187

電極式導電率/追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>80°C <100nS/cm の稼動時間/警
告 リミット188../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/<5°C の稼動時間/警告

リミット

190

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>25°C の稼動時間/警告

リミット

192

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>40°C の稼動時間/警告

リミット

193

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>80°C の稼動時間/警告

リミット

194

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>100°C の稼動時間/警告

リミット

195

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>120°C の稼動時間/警告

リミット

196

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>125°C の稼動時間/警告

リミット

197

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>140°C の稼動時間/警告

リミット

198

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/>150°C の稼動時間/警告

リミット

199

../追加セットアップ/診断設定/リミット稼動時間/稼動時間/警告505../追加セットアップ/診断設定/ゼロ点/上限警告リミット

507../追加セットアップ/診断設定/ゼロ点/下限警告値509

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/スロープ/下限警告値511

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/スロープ/上限警告リミット513

溶存酸素(隔膜式)/追加セットアップ/診断設定/ゼロ点/警告

515

pH 半導体電極/追加セットアップ/診断設定/動作ポイント/上限警告リミット

517

pH 半導体電極/追加セットアップ/診断設定/動作ポイント/下限警告値

518../追加セットアップ/診断設定/Δ スロープ値/警告520../追加セットアップ/診断設定/Δ ゼロ点/警告522

pH 半導体電極/追加セットアップ/診断設定/Δ 動作点/警告

リミット

535

塩素/追加セットアップ/診断設定/キャップ校正回数/警告

リミット

842

ORP/追加セットアップ/診断設定/ORP 測定値/上限アラームリミット

843

ORP/追加セットアップ/診断設定/ORP 測定値/下限アラーム値

904../追加セットアップ/診断設定/プロセスチェックシステム

942

ORP/追加セットアップ/診断設定/ORP 測定値/上限警告リミット

943

ORP/追加セットアップ/診断設定/ORP 測定値/下限警告値

リミット

リミット

リミット

リミット

リミット

163

診断およびトラブルシューティング

17.3

Memosens

センサ情報‣ チャンネルリストから必要なチャンネルを選択してください。
次のカテゴリの情報が表示されます。
• 極端な値
最高/最低温度など、過去にセンサがさらされた過酷な条件 1)• 稼動時間規定された条件下でのセンサの稼働時間• 校正情報前回の校正の校正データ• センサ仕様
主測定値および温度の測定範囲限界• 一般情報センサ識別情報表示される詳細データは、接続されているセンサに応じて異なります。

1)

164

すべてのセンサタイプで使用できるわけではありません。

Endress+Hauser

Memosens

メンテナンス18

メンテナンス

18.1

デジタルセンサの洗浄

L 注意
メンテナンス作業中にプログラムがオフになっていません。
測定物または洗浄剤による負傷の危険があります。
‣ アクティブなプログラムをすべて終了します。
‣ サービスモードに切り替えます。
‣ 洗浄中に洗浄機能をテストする場合は、保護服、保護ゴーグル、保護手袋を着用す
るか、その他の適切な措置を講じてください。
測定点の可用性を確保しながらセンサを交換
エラーが発生した場合、あるいは保守計画に基づきセンサの交換が必要な場合は、新しいセンサ、またはラボで事前校正されたセンサを使用してください。
• 最適な外部条件下のラボでセンサを校正することにより、測定品質の向上が保証されます。
• 事前に校正していないセンサを使用する場合は、現場で校正を実施する必要があります。
1.

センサの取扱説明書に記載されているセンサの取外しに関する安全上の注意事項に注意してください。

2.

メンテナンスの必要なセンサを取り外します。

3.

新しいセンサを取り付けます。
 センサデータは自動的に変換器に転送されます。リリースコードは必要ありません。
測定が再開します。

4.

使用済みのセンサをラボに返却します。
 ラボでは、測定点の可用性を確保し、センサを再利用可能な状態に準備します。

センサを再利用するための準備
1.

センサを洗浄してください。
 その場合は、センサ取扱説明書に指定されている洗浄剤を使用してください。

2.

ひびやその他の損傷がないかセンサを点検します。

3.

損傷が認められない場合は、センサを再生成します。必要に応じて、センサを再生成溶液に浸漬させます（センサ取扱説明書を参照）。

4.

センサを再利用するために、再校正を実施してください。

18.2

ホルダの洗浄ホルダの点検修理およびトラブルシューティングの詳細については、ホルダの取扱説明書を参照してください。ホルダ取扱説明書には、ホルダの取付けおよび取外
し、センサおよびシールの交換、材質の耐性、スペアパーツやアクセサリに関する情報が記載されています。

Endress+Hauser165

メンテナンス

Memosens

18.3

デジタル電磁式導電率センサの可変抵抗器を使ったテストの実施

電磁式センサはシミュレーションすることができません。
ただし、変換器と電磁式センサから成るシステム全体は等価抵抗を使用してテストすることが可能です。セル定数 k（例：knominal = 1.98 cm-1（CLS50D の場合）
、knominal = 6.3
cm-1（CLS54 D の場合）に注意してください。
正確なシミュレーションを行うために、使用される実際のセル定数を使って表示値を計算する必要があります。
計算公式もセンサタイプに応じて異なります。
• CL50D：導電率読み値 [m/cm] = k[cm-1] ⋅1/R[kΩ]• CL54D：導電率読み値 [m/cm] = k[cm-1] ⋅1/R[kΩ] ⋅ 1.21
CLS50D によるシミュレーション、25 ℃（77 °F）時：
シミュレーション抵抗 R

セル定数 k 初期値

導電率読み値2Ω

1.98 cm-1

990 mS/cm

10 Ω

1.98 cm-1

198 mS/cm

100 Ω

1.98 cm-1

19.8 mS/cm

1 kΩ

1.98 cm-1

1.98 mS/cm

CLS54D によるシミュレーション、25 ℃（77 °F）時：
シミュレーション抵抗 R

セル定数 k 初期値

導電率読み値

10 Ω

6.3 cm-1

520 mS/cm

26 Ω

6.3 cm-1

200 mS/cm

100 Ω

6.3 cm-1

52 mS/cm

260 Ω

6.3 cm-1

20 mS/cm

2.6 kΩ

6.3 cm-1

2 mS/cm

26 kΩ

6.3 cm-1

200 μS/cm

52 kΩ

6.3 cm-1

100 μS/cm

導電率シミュレーション
適切なケーブルをセンサの開口部（センサコイル）に通します。そして、ケーブルを10 進抵抗に接続します。

166

Endress+Hauser

Memosens

校正

19

校正

• Memosens プロトコル付きセンサは工場で校正されています。
• 初期調整中に校正が必要かどうかは、現在のプロセス条件を考慮してユーザ側で判断してください。
• 標準的なアプリケーションの多くでは、追加校正は不要です。

‣ プロセスに応じた適切な間隔でセンサ校正を行ってください。

19.1

定義

校正
（DIN 1319 に準拠）
校正は、特定の条件下で計測システムについて出力変数の測定値または期待値と測定変数（入力変数）の関連する真の値または正しい値の間に関連性を確立するための操作と定義されます。
校正によって機器の性能が変化することはありません。
調整
調整により計測機器に表示される値が補正されます。つまり、正しい設定値と読み値が一致するように、測定値/表示値（実際の値）を補正します。
校正中に決定した値は、正しい測定値を計算するために使用され、センサに保存されま
す。

19.2

用語

19.2.1

ゼロ点とスロープ

数学関数を利用し、変換器はセンサの入力信号 y （生計測値）を計測値 x に変換します。ほとんどの場合、この関数は y = a + b . x の式で表される一次関数です。
線形要素「a」は通常ゼロ点に相当し、係数「b」は線のスロープであり、しばしばセン
サスロープと呼ばれます。
y

y2
b=

y2-y1
x2-x1

y1

a
x1

Endress+Hauser

x2

x

167

校正

Memosens

pH 値の計算に使用されるネルンストの式は、次に示すように、典型的な直線関係です。
Ui = U0 - 2.303 RT pH
F

pH = -lg(aH+), aH+ ... 水素イオン活量
Ui ... mV 表示の生測定値
U0 ... ゼロ点（= pH 7 時の電圧）
R ... 一般気体定数（8.3143 J/molK）
T ... 温度 [K]F ... ファラデー定数（26.803 Ah/mol）
ネルンストの式のスロープ（‐2.303RT/F）はネルンスト係数と呼ばれ、値は 25℃（298 K）で ‐59.16 mV /pH になります。

19.2.2

Δ スロープ

機器は現在有効な校正と最後の校正とのスロープの相違を求めます。センサタイプに応じて、この相違はセンサの状況の指標になります。スロープが小さいほど測定の感度は低下し、特に低い測定範囲で精度が下がります。
稼働状況に応じて、ユーザは、スロープおよび/またはスロープ差の許容絶対値を表す
限界値を定義できます。限界値を超えた場合は、少なくともセンサの保守を行う必要があります。保守後も低感度の問題が解決しない場合は、センサを交換する必要がありま
す。
y

Db

x

a

 31

Delta slope

BU 前回の校正
赤 現在の校正Δb Delta slope

19.2.3

Δ ゼロ点

機器は最後の校正と最後から 2 番目の校正のゼロ点または動作点（ISFET センサ）間の相違を求めます。ゼロ点または動作点の移動（= オフセット）によって測定の感度が変化することはありません。ただし、オフセットが補正されない場合、測定値が誤表示される可能性があります。

168

Endress+Hauser

Memosens

校正

スロープと同様に、オフセットの限界値を定義および監視することもできます。限界値を超えた場合、これは、センサの保守を行う必要があることを意味します。例えば、
pH センサのリファレンス内の妨害物の除去が必要になる場合があります。
y

Da

a1

 32
a1
a2
Δa

a2

x

Δ ゼロ点/動作点

ゼロ点/動作点、最後から 2 番目の校正
ゼロ点/動作点、前回の校正
Δ ゼロ点/動作点

19.3

校正方法

次の規則はすべてのパラメータに適用されます。
1.

プロセス条件を反映する方法で校正を行ってください。

• プロセス測定液が常に動いている場合は、それに応じて校正液も動かしてください（例えば、ラボで校正を行う場合は、電磁攪拌機を使用してください）。
• 測定液が比較的静止している場合は、同様に静止した溶液中で校正を行ってください。
2.

リファレンス測定、サンプル校正などについてサンプルが均一であることを必ず確認してください。

3.

進行中の生物活性に起因する測定液サンプルの変化を回避してください。例：硝酸校正には曝気槽からのサンプルではなく放流水を使用してください。

4.

プロセスと同じメニュー設定を使用して校正を行ってください。例：pH 計測中に自動で温度効果を補正する場合は校正用自動温度補正もオンにしてください。
「Memobase Plus」(→  218)データベースソフトウェアを使用して、ラボ校正を行うことをお勧めします。これにより、測定点の可用性が向上し、すべての校正およびセンサデータの記録がデータベースに安全に格納されます。

19.4

pH センサ19.4.1

校正間隔

pH ガラス電極の寿命が制限されます。その原因の一部は、pH ガラス膜の劣化や経年変化です。この経年劣化により、ゲル状層が時間とともに変化して厚みを増します。
経年劣化の症状には以下が含まれます。
• 隔膜抵抗の増加• 遅い反応• スロープの低下

Endress+Hauser

169

校正

Memosens

比較システムの変化（例えば、汚染、すなわち、比較電極における望ましくない酸化還元反応に起因する）や、比較ハーフセル中に溶出される電解質溶液によって比較電位が変化する可能性があり、これにより、測定電極においてゼロ点移動が発生します。
高レベルの精度を維持するためには、pH センサを設定した間隔で再調整することが重要です。
校正間隔は、センサのアプリケーション分野ならびに精度や再現性の要求レベルに大きく依存します。校正間隔は 1 日 1 回から数ヶ月に 1 回まで様々です。
プロセスの校正間隔の定義
1.

標準液（例：pH 7）を使用してセンサを点検します。
 値が設定点から外れている場合にのみ、ステップ 2 に指定されている手順を実行します。値が定義済みの偏差許容範囲内にある場合、校正/調整は不要です（センサの技術仕様書を参照）。

2.

センサを校正および調整します。

3.

24 時間後、標準液溶液を使用して再度チェックします。
 a) 偏差が許容範囲内にある場合は、テスト間隔を長くします（例：テスト間
隔を 2 倍にする）。
b) 偏差がこれより大きい場合は、間隔を短くする必要があります。

4.

センサに適した間隔が見つかるまで、手順 2 および 3 を繰り返し実行します。

校正の監視‣ スロープおよびゼロ点の差を監視するためのリミット値を定義します。メニュー/

設定/入力/pH/追加セットアップ/診断設定/Δ スロープ値 または Δ ゼロ点 （Δ 動作点）。
 これらの限界値はプロセスに依存するため、実際に使用しながら決定する必要があります。

校正中に、定義済みの警告限界を超えた場合は、診断メッセージが表示されます。この場合、センサの保守が必要です。たとえば、センサまたはリファレンスの洗浄、ガラス膜の再生などを行います。
保守後も警告メッセージが表示され続ける場合は、センサを交換する必要があります。
校正間隔の監視機器を使用してプロセスの校正間隔を監視することもできます。

‣ メニュー/設定/入力/pH/追加セットアップ/校正設定/校正期限切れ時間
 タイムリミットを設定して、校正が有効と見なされる期間を指定します。
Memosens センサはすべての校正データを保存します。これにより、最後の校正が指定された時間幅内に行われたかどうか、したがって校正がまだ有効であるかどうかを簡単に確認できます。これは、事前校正済みセンサで作業する場
合に特に有利です。

19.4.2

校正のタイプ

次のタイプの校正が可能です。
• 2 点校正
校正標準液を使用• 1 点校正• オフセットまたは基準値の入力• 実験室比較値によるサンプル校正• データ入力
ゼロ点、スロープおよび温度の入力• 基準値の入力による温度調整
複合センサ（CPS16E/CPS76E/CPS96E）の場合は、信頼性の高い rH 値を得るために、pH 電極と ORP 電極の両方を校正する必要があります。

170

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.4.3

2 点校正

用途と要件
2 点校正は、特に以下のアプリケーションで使用する pH センサに適した方法です。
• 都市下水および工業排水• 自然水および飲用水• ボイラー用水および復水• 飲料
ほとんどの場合、pH 7.0 および 4.0 の標準液を使用した校正を推奨します。
アルカリ性標準液には、空気中の二酸化炭素によって標準液の pH 値が長期的に変化することがあるという欠点があります。アルカリ性標準液を使用して校正を行う場合は、空気の影響を最小限に抑えるために、すすぎ槽を持つ流通型ホルダやリトラクタブルホ
ルダなど、閉鎖系内で校正を行うのが最適です。
校正標準液を使用して 2 点校正を実施します。Endress+Hauser が提供する高品質な標準液は、認定ラボで測定され、認証を取得しています。この認定は（DAR 登
録番号「DKD-K-52701」）、実際の値と最大の偏差が補正され、トレース可能であることを証明するものです。
校正標準液を使用
センサを校正する場合は、測定物からセンサを取り出してラボで校正することも可能です。Memosens センサにはデータが保存されているため、いつでも「事前校正された」
センサで作業することが可能であり、校正を実施するためにプロセスを止める必要はあ
りません。
1.

メニューを開きます：CAL/pH ガラス電極 または pH 半導体電極/2 点校正。

2.

ソフトウェアの指示に従ってください。

3.

センサを第 1 標準液に浸漬し、測定値が安定化した後に、 OK を押します。
 システムが第 1 標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、測定値が mV 単位で表示されます。

4.

引き続きメニューの指示に従ってください。

5.

センサを第 2 標準液に浸漬し、測定値が安定化した後に、 OK を押します。
 システムが第 2 標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、2 つの標準液の測定値と、スロープおよびゼロ点の計算値が表示されます。

6.

プロンプトに応答して、調整用に校正データを取り込みます。

7.

センサを測定物に戻して OK を再度押します。
 これにより、ホールドが非アクティブになり、システムは測定を再開します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
校正標準液は 1 回だけ使用してください。

19.4.4

1 点校正

用途と要件
1 点校正は、絶対 pH 値ではなく、pH 値の基準値からの偏差がユーザにとって重要である場合に特に有用です。1 点校正の用途には次のものがあります。
• プロセス制御• 品質保証
プロセス値の変動は ±0.5 pH を超えるべきではなく、プロセス温度は比較的一定のままである必要があります。結果として測定範囲が制限されるため、スロープを（25 °C で）-59 mV /pH に設定できます。センサを調整するには、オフセットまたは基準値を入力します。

Endress+Hauser

171

校正

Memosens

あるいは、「 サンプル校正」を使用することもできます。プロセスからサンプルをとり、ラボで pH 値を測定します。ラボサンプルの場合、必ずプロセス温度で pH 値が測定されるようにしてください。
リファレンス値の入力以前に指定したリファレンス測定値を入力します。これによって校正関数を X 軸（pH）に沿ってシフトします。スロープは影響をうけません。
1.

メニューを開きます：CAL/pH ガラス電極 または pH 半導体電極/1 点校正。

2.

レファレンス：以前に指定した値を入力します。

3.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
サンプル校正このタイプの校正では、測定液のサンプルをとり、ラボで（プロセス温度で） pH 値を測定します。次にこのラボ値を使用してセンサを調整します。これによって、校正関数のスロープが変化することはありません。
1.

メニューを開きます：CAL/pH ガラス電極 または pH 半導体電極/サンプル校正。

2.

ソフトウェアの指示に従ってください。

3.

サンプルの採取後に、 OK を押します。
 次のメッセージがディスプレイに表示されます：

サンプル校正。

4.

ラボ値の算出後、ナビゲーションボタンを押します。
 ラボ値を入力できる行が表示されます。

5.

ここにラボ測定値を入力してから、 継続に移動します。
 測定値とラボ値、結果として得られるオフセット（ISE の場合はゼロ点）が表示されます。

6.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.4.5

データ入力

スロープ、ゼロ点および温度を手動で入力します。pH 値を求めるための関数はこれらの値から計算されます。したがって、これらのデータ入力により 2 点校正と同じ結果が得られます。
1.

代替の方法でスロープ、ゼロ点、温度を算出します（リファレンス測定）。

2.

メニューを開きます：CAL/pH ガラス電極 または pH 半導体電極/数値入力。
 スロープ、ゼロ点および温度がディスプレイに表示されます。

3.

各値を 1 つずつ選択してから目的の数値を入力します。
 ネルンストの式の変数をすべて直接入力しているため、ソフトウェアによって追加情報は表示されません。

4.

プロンプトに応答して OK を選択し、調整用に校正データを取り込みます。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.4.6

172

温度調整

1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

メニューを開きます：CAL/<センサタイプ>/温度調整。

Endress+Hauser

Memosens

校正

3.

センサをプロセス測定物に残した状態で、センサによって温度測定が開始されるまで OK をクリックし続けます。

4.

別の計測の基準温度を入力します。絶対値またはオフセットを入力できます。

5.

新しいデータが承認されるまで、 OK をクリックし続けます。
 これで温度調整は終了です。

19.4.7

校正中のエラーメッセージ

表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正は無効です
新たに校正を開始しますか?

校正標準液が汚れているか、pH 値が許容範囲外です。そのため、許容計測値偏差を超えます。

スロープが許容範囲外
ゼロ点が許容範囲外
サンプル濃度が低すぎます1.

有効期限をチェックします。

2.

新しい標準液を使用します。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

測定値または温度が不安定です。そのため、安定性の基準を満たしません。

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

19.5

ORP センサ

19.5.1

校正のタイプ

1.

校正中は温度を一定に保ってください。

2.

標準液を交換してください。

3.

センサが古いか汚れています。洗浄または交換してください。

4.

安定条件を調整します→  15。

ユーザが校正を中断しました。

次のタイプの校正が可能です。
• 測定液サンプルを使用した 2 点校正（主測定値 = ORP %）• 校正標準液を使用した 1 点校正（主測定値 = ORP mV）• オフセットのデータ入力（主測定値 = ORP mV）• 基準値の入力による温度調整

19.5.2

1 点校正

標準液には交換電流密度の高い 1 対の ORP が含まれます。このような標準液には、高い精度レベル、優れた再現性、短い測定応答時間といった利点があります。
ORP 測定中は、熱挙動が不明なため温度補償は行われません。しかし、温度は測定値と一緒に表示されるため、プロセスに依存した間隔で温度を調整すると良いでしょう。
校正標準液での 1 点校正
このタイプの校正では、Endress+Hauser 製の ORP 標準液などの校正標準液で作業します。そのためには、測定液からセンサを取り出し、ラボで校正します。Memosens セン
サはデータを保存できるため、いつでも「事前校正済み」センサで作業できます。また、校正を行うためにプロセスを長期間にわたって停止する必要はありません（ISE には適用されません）。

Endress+Hauser

1.

メニューを開きます：CAL/ORP/1 点校正。

2.

ソフトウェアの指示に従ってください。
173

校正

Memosens

3.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.5.3

数値入力 (オフセット)

オフセットのデータ入力
このタイプの校正では、オフセットを直接入力します。例えば、リファレンス測定の測定値を使用して、オフセットを求めます。
1.

メニューを開きます：CAL/ORP/数値入力 (オフセット)。
 オフセット。

2.

現在の値を保持するか、または新しい値を入力するかを決定します。

3.

値を変更または保持します。

4.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.5.4

2 点校正（ORP % のみ）

有効な ORP％ 値を得るためには、センサをプロセスに適応しなければなりません。これは 2 点校正によって可能です。2 点校正は測定液がプロセス中で最も重要であろう
状態の特徴を示すことができます。
プロセスの特性限界を表す、測定物の 2 つの異なる組成が必要です（例：20 % および80 % 値）。絶対値（mV）は ORP % 測定とは関係ありません。
1.

メニューを開きます：CAL/ORP/2 点校正。

2.

ソフトウェアの指示に従ってください。

3.

第 1 校正点の測定物の ORP を測定します。

4.

この点が示す % 値を指定します。

5.

継続。

6.

ソフトウェアの指示に従ってください。

7.

第 2 校正点の測定物の ORP を測定します。

8.

この点が示す % 値を指定します。

9.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.5.5

174

温度調整

1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

メニューを開きます：CAL/<センサタイプ>/温度調整。

3.

センサをプロセス測定物に残した状態で、センサによって温度測定が開始されるまで OK をクリックし続けます。

4.

別の計測の基準温度を入力します。絶対値またはオフセットを入力できます。

5.

新しいデータが承認されるまで、 OK をクリックし続けます。
 これで温度調整は終了です。

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.5.6

校正中のエラーメッセージ

表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正は無効です
新たに校正を開始しますか?

校正標準液が汚れているか、pH 値が許容範囲外です。そのため、許容計測値偏差を超えます。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

19.6

導電率センサ19.6.1

校正のタイプ1.

有効期限をチェックします。

2.

新しい標準液を使用します。

計測値が安定しません。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

標準液を交換してください。

2.

センサが古いか汚れています。洗浄または交換してください。

3.

安定条件を調整します→  15。

ユーザが校正を中断しました。

次のタイプの校正が可能です。
• セル定数、校正液を使用• 設置係数（電磁式センサおよび CLS82D のみ）• エアセット（残留結合）（電磁式センサのみ）• 基準値の入力による温度調整

19.6.2

セル定数

導電率計測システムは、一般的に適切な校正液を使用して正確なセル定数を測定または確認することによって校正されます。
この手順は、さまざまな校正液の作成方法について説明されている、EN 27888 および
ASTM D 1125 などの規格に記載されています。
別の代替方法としては、国立計測機関から国際校正規格を購入するという方法があります。これは、校正が国際的に認知された規格にトレーサブルであることを要求する医薬産業において特に重要です。製造者は、試験機器を校正するために、米国国立標準技術
研究所（NIST）が提供する標準物質（SRM）を使用しています。
セル定数の校正
この校正タイプの場合は、導電率の基準値を入力します。さらに、システムが温度の影
響をどのように補償するかを指定します。その結果、機器はセンサの新しいセル定数を計算することができます。

Endress+Hauser

1.

メニューを開きます：CAL/電極式導電率 または 電磁式導電率 または 4 電極式導電率/セル定数。

2.

設定を行います。

175

校正

Memosens

CAL/電極式導電率 または 電磁式導電率 または 4 電極式導電率/セル定数
機能

オプション

情報

現在のセル定数

読み取り専用

センサに現在保存されている値

温度補償

選択
• はい
• いいえ

補償導電率（はい）の代替として、非補償導電率（いいえ）。

初期設定
はい
係数 α

0.00～20.00 %/K

温度補償 = はい

初期設定
センサに依存リファレンス温度補償 α-5.0～100.0 ℃(23.0～212.0 °F)

温度補償 = はい

初期設定
センサ
測定液温度
温度ソース = 手動

導電率リファレンス

‣ 適切な値を入力してください。

初期設定
25.0 ℃（77.0 °F）
選択
• センサ
• 手動

温度ソース

Endress+Hauser の係数 α および基準温度 α については、校正液に同梱のマニュアルを参照してください。

-50.0～250.0 ℃(-58.0～482.0 °F)

測定液温度をどのように補償するか決めてください：• センサの温度センサを用いて自動補償• 測定液温度を入力する手動補償‣ 測定液の温度を入力してください。

初期設定
25.0 ℃（77.0 °F）
0.000～2000000 µS/cm

温度補償 = はい

初期設定
0.000 µS/cm‣ ここに校正液の補償導電率を入力してください。

温度補償 = いいえ‣ ここに校正液の非補償導電率を入力してく
ださい。

3.

校正開始。

4.

指示に従ってください。

5.

収集した校正データを使用するか、中止するか、または再度校正するかを決定します。

校正後、変換器は自動的に測定モードに戻り、測定点は使用できる状態になります。

19.6.3

エアセット（残留結合、電磁式センサのみ）

電極式センサの場合は物理的な理由により校正線がゼロを通るのに対して（電流 0 は
導電率 0 に相当）、電磁式センサの場合は 1 次コイル（変換器コイル）と 2 次コイル
（受信コイル）間の残留結合を考慮するか、これを補償する必要があります。残留結合
はコイルの直接的な電磁結合だけでなく、電源ケーブルのクロストークによっても発生します。そのため、電磁式センサを設定するプロセスは、常に「エアセット」から始まります。センサは付属ケーブルで変換器に接続され、乾燥状態で空気中に保持され（ゼロ導電率）、変換器においてエアセット校正が行われます。
次に、電極式センサの場合と同様に、精密校正液を使用してセル定数が求められます。
Memosens プロトコル付きセンサは工場ですでに校正されているため、通常、その残留結合を現場で調整する必要はありません。

19.6.4

設置係数（電磁式導電率センサおよび CLS82D/E のみ）密閉された設置環境では、導電率センサはパイプ壁による影響を受けます。設置係数はこの影響を補正します。変換器はセル定数に設置係数を掛けることにより、セル定数を
176

Endress+Hauser

Memosens

校正補正します。設置係数の値は、配管ノズルの直径と導電率、ならびにセンサの壁からの距離に応じて異なります。
壁とセンサの間に十分な距離が確保されている場合は、設置係数 f を考慮する必要はありません（f = 1.00）。壁からの距離が小さい場合、絶縁性パイプでは設置係数が大きくなり（f > 1）、導電性パイプでは小さくなります（f < 1）。
設置係数を補償するための 2 つの方法：• 校正液を使用して設置係数を特定• 既知の設置係数を入力
設置係数の校正
1.

メニューを開きます：CAL/電磁式導電率 または 4 電極式導電率/設置係数/校正。

2.

設定を行います。

CAL/電磁式導電率 または 4 電極式導電率/設置係数/校正
機能

オプション

情報

現在のセル定数

読み取り専用

センサに現在保存されている値

温度補償

選択
• はい
• いいえ

補償導電率（はい）の代替として、非補償導電率（いいえ）。

初期設定
はい
係数 α

0.00～20.00 %/K

温度補償 = はい

初期設定
センサに依存リファレンス温度補償 α-5.0～100.0 ℃(23.0～212.0 °F)

温度補償 = はい

温度ソース

温度ソース = 手動

導電率リファレンス

‣ 適切な値を入力してください。

初期設定
25.0 ℃（77.0 °F）
選択
• センサ
• 手動
初期設定
センサ

測定液温度

Endress+Hauser の係数 α および基準温度 α については、校正液に同梱のマニュアルを参照してください。

-50.0～250.0 ℃(-58.0～482.0 °F)

測定液温度をどのように補償するか決めてください：• センサの温度センサを用いて自動補償• 測定液温度を入力する手動補償‣ 測定液の温度を入力してください。

初期設定
25.0 ℃（77.0 °F）
0.000～2000000 µS/cm

温度補償 = はい

初期設定
0.000 µS/cm‣ ここに校正液の補償導電率を入力してください。

温度補償 = いいえ‣ ここに校正液の非補償導電率を入力してく
ださい。

3.

校正開始。

4.

指示に従ってください。

5.

収集した校正データを使用するか、中止するか、または再度校正するかを決定します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

Endress+Hauser

177

校正

Memosens

設置係数の入力
1.

メニューを開きます：CAL/電磁式導電率 または 4 電極式導電率/設置係数/入力。
 現在使用されている設置係数は表示されません。

2.

新設置係数：たとえば、センサの取扱説明書に記載されている設置係数を入力し
ます。

3.
4.

校正開始。
収集した校正データを使用するか、中止するか、または再度校正するかを決定します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.6.5

温度調整

1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

メニューを開きます：CAL/電極式導電率 または 電磁式導電率 または 4 電極式導電率/温度調整。
 （最後の校正の）オフセットと実際の温度値がディスプレイに表示されます。

3.

モード：温度調整モードを決定します。

• 1 点校正リファレンス測定で測定物温度を測定し、この値を使用して温度センサを調整します。
• 2 点校正
温度が異なる 2 つのサンプルを使用します。
• テーブル
データ入力に基づいて調整します。温度センサの計測温度とその関連基準温度から成る値ペアを入力します。温度機能はこの値ペアから計算します。すべての点を入力したら SAVE を押し、 OK。
4.

ソフトウェアの指示に従ってください。

5.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.6.6

校正中のエラーメッセージ

表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正は無効です
新たに校正を開始しますか?

校正標準液が許容範囲外です。そのため、許容計測
値偏差を超えます。

センサ故障により校正は現在出来ません

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

178

1.

有効期限をチェックします。

2.

新しい標準液を使用します。

センサコミュニケーション故障
1.

センサを交換してください。

2.

サービスセンターにお問い合わせください。

ユーザが校正を中断しました。

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.7

溶存酸素センサ

19.7.1

隔膜式センサによる信号生成

電流計測酸素センサは、電解液の入ったシステムの貴金属陰極での酸素還元に基づいています。
被測定物（例：エア）からの酸素は、隔膜を通して電解質膜に拡散し、陰極で還元されます。つまり、陰極では実質的に酸素分子がまったくないということです。ここでは激しい酸素消費が発生し、酸素分圧がゼロに近づきます。
被測定物の酸素分圧は隔膜前にあります。この圧力は、基準条件下（1013 hPa、20℃）の飽和水蒸気では約 209 hPa です。分圧は、酸素分子を隔膜を通して移動させる原動
力になります。隔膜は拡散障壁として作用します。つまり、酸素分子は分圧の相違によって隔膜に浸透します。
つまり、隔膜式酸素センサには 2 つの重要な特徴があります：• 非常に高い陰極での酸素消費率。酸素は外部酸素分圧（内圧は実質ゼロ）に基づいて隔膜に浸透します。外部酸素分圧が駆動力です。
• 隔膜の拡散抑制特性のため、隔膜を通る酸素の流れとそれによって生じる電気信号電流は、隔膜前の酸素分圧に正比例しています。つまり、センサは酸素分圧に依存した線形信号電流を供給します。
→ したがって、隔膜式溶存酸素センサは酸素分圧センサです。

19.7.2

光学センサによる信号生成

光学式溶存酸素センサは蛍光消光の原理に基づきます。
基本的な考え方は以下の通りです。
測定物とセンサ光学部は、センサスポットと呼ばれる、酸素に反応する領域によって分離されています。
このセンサスポットのプロセス側は、黒色の酸素透過性カバーによって圧力、温度、測定物によるその他の影響から保護されています。そのため、このカバーは測定物の酸素
分圧平衡に基づき、測定物内に存在する酸素がセンサスポット内に拡散することを可能にします。
センサ光学部により、一定波長 A または色素 A で蛍光染料が含まれるセンサスポットに光が照射されます（励起）。励起の結果、染料の分子が一定の波長 B または色素 B で光を発します（反応）。
測定物内の酸素、したがって、センサスポット内の酸素は染料の蛍光特性を変化させます。このプロセスは消光と呼ばれます。
そのため、励起と反応の関係は、測定物内の酸素分圧に応じて異なり、これが測定のためにセンサで使用されます。技術的な観点から、信号の時間経過との関係に基づいて酸素濃度の計算が行われることがよくあります（位相角とも呼ばれる）。

19.7.3

校正間隔

間隔の指定
特殊用途向けおよび/または特殊な設置タイプのためにセンサの校正を断続的に行いたい場合は、次の方法を使用して間隔を計算できます。
1.

センサを測定物から取り出します。

2.

センサの外側を湿った布で清掃します。

3.

次に、たとえば、柔らかいペーパータオルでセンサ液絡膜を慎重に拭きます。

4.

注記
大気の影響により測定精度が低下する場合があります！
‣ 太陽光や風などの外的影響からセンサを保護します。
20 分後（隔膜式センサ）または 10 分後（光学式センサ）、空気中の酸素飽和指数を測定します。

Endress+Hauser

179

校正

Memosens

5.

次の結果に基づき決定します。

a）隔膜式センサ：測定値が 102 ± 2 %SAT（COS51D）または 100 ± 2 %SAT（COS22D）
ではない場合 → センサを校正してください。
光学センサ：測定値が 100 ± 2 %SAT ではない場合 → センサを校正してください。
b）値が指定された間隔内にある場合、センサを校正する必要はありません。検査の間隔を延ばすことができます。
6.

2、4 または 8 カ月後に、指定された手順を繰り返して、センサに最適な校正間隔を決定します。

校正の監視‣ スロープとゼロ点の差を監視するためのリミット値を設定します：メニュー/設定/

入力/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/追加セットアップ/診断設定/Δ ス
ロープ値 または Δ ゼロ点（隔膜式センサまたは COS61D）または Calibration quality
index（COS81D）。
 これらの限界値はプロセスに依存するため、実際に使用しながら決定する必要があります。

校正中に、定義済みの警告限界を超えた場合は、診断メッセージが表示されます。その場合、センサまたはリファレンスを掃除するか、ガラス液絡膜を再生成することによって、センサの保守を行う必要があります。
保守後も警告メッセージが表示され続ける場合は、センサを交換する必要があります。
校正間隔の監視プロセスの校正間隔を設定した場合は、機器にそれらを監視させることもできます。

‣ メニュー/設定/入力/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/追加セットアップ/校正設定/校正期限切れ時間
 タイムリミットを設定して、校正が有効と見なされる期間を指定します。
Memosens センサはすべての校正データを保存します。これにより、最後の校正が指定された時間幅内に行われたかどうか、したがって校正がまだ有効であるかどうかを簡単に確認できます。これは、事前校正済みセンサで作業する場
合に特に有利です。

19.7.4

校正のタイプ

次のタイプの校正が可能です。
• ゼロ点• 1 点校正（窒素または COY8 ゼロ点ゲルにおける 1 点校正）
• 数値入力• スロープ（隔膜式センサおよび COS61D）または Point at oxygen（COS81D）• 大気 100%rH（大気、飽和水蒸気）• 空気飽和水（空気飽和水）• 大気 既知変数（大気既知変数）• テストガス校正（COS81D のみ）• 数値入力• サンプル校正• スロープ（隔膜式センサおよび COS61D のみ）• Point at oxygen（COS81D のみ）• ゼロ点（隔膜式センサのみ）• Fermenter scaling（COS81D のみ）• 温度調整また、隔膜式センサおよび COS81D の校正メニューには、センサの内部カウンタをリセットするための追加機能が 2 つ含まれています。
• 電解液交換（隔膜式センサのみ）• センサキャップ交換（隔膜式センサおよび COS81D）• 工場校正にリセット（COS81D のみ）
180

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.7.5

スロープ校正（COS22D、COS51D、COS61D）または酸素点（COS81D）

スロープ校正の場合、分圧への依存は、既知ですぐに利用可能な基準エアと信号電流の比較に使用されます。
乾燥空気の構成はおおよそ以下の通りです：• 酸素：20.95%• 窒素およびその他気体：79.05%
高度と分圧
酸素分圧は高度または現在の絶対大気圧にのみ依存しています。
海抜ゼロで気圧 1013 hPa における酸素分圧は約 212 hPa です。絶対圧力、また酸素分圧は高度によって変化します。気圧公式を利用して、予想酸素分圧は最大高度数キロメ
ートルまでの許容誤差で計算できます。したがって、校正は高度と関係なく行うことができます。
信頼性の高い絶対大気圧値を求める 3 つの方法
1.

平均絶対大気圧と高度の予想値（変換器またはセンサで保存、アクセスも可能）の相関を導き出す高度と気圧公式を用いる方法。

2.

例えば、圧力セルで全体大気圧を計測する方法。

3.

海抜ゼロに低減された相対大気圧は天気予報で知ることができます。この相対大気圧は気圧公式を用いて絶対値に変換できます。

水蒸気
水蒸気の形の水分は実際常に空気中にも存在しています。これは総圧力の要因です。
つまり、空気中の水蒸気は酸素分圧を変化させます。
しかし、空気は特定の水分量しか保持できません。保持できないものは結露として液体になります。空気中の最大水分量は温度によって異なり、既知の作用に従います。
大気 100%rH
本校正モデルでは、高度と温度に基づいて水蒸気率が差し引かれるので、情報を実際に存在する酸素分圧で得られます。
このモデルを正常に働かすには、校正されるセンサを水面近くに置くか、一部水を満たした容器のヘッドスペースにおいてください。この方法により、発電所から水処理までさまざまな用途においてセンサを正確に校正することができます。
空気飽和水
十分に時間がたってから、十分に空気にさらした水は水上の空気の酸素分圧と平衡状態になります。この校正モデルでは、この特性が使用されます。
ここでもモデルは温度値を用いて予想酸素分圧を自動で参照します。このモデルは、水を満たした発酵槽のような密閉タンク内の酸素の計測によく使われます。
大気 既知変数
この校正モデルは、センサ近くの大気圧および湿度が、以前言及され今も既知である標
準大気値と一致しない場合に使用されます。両変数はここで特定することができます。
このモデルは、例えば、1020 hPa の乾燥洗浄空気のような既知の条件での動作で校正される設置センサなどに使用されます。
テストガス校正 （COS81D のみ）
この校正モデルにより、特定の酸素ガス混合物を使用してセンサのスロープを校正できます。絶対圧測定（センサ隔膜の気体圧力を特定するため）と認証を取得した校正ガスを組みあせて、トレース可能な校正を実行することが可能です。酸素体積濃度と気体圧力の基準変数が、ここで入力変数として変換器に入力されます。このモデルでは、湿度0% の乾性ガス混合物が想定されます。
サンプル校正
サンプル校正も校正方法の 1 つとして使用できます。ここではセンサの測定値は同じ測定液の外部から得られた基準値に調整されます。

Endress+Hauser

181

校正

Memosens

上記の測定物におけるセンサの校正
水蒸気飽和空気、空気飽和水、可変空気のいずれで校正を行うかにかかわらず、校正手順は同じです。
1.

メニューを開きます：CAL/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/スロープ
または Point at oxygen。

2.

以下から選択します：大気 100%rH または 空気飽和水 または 大気 既知変数 または テストガス校正 （COS81D のみ）または サンプル校正。

3.

ソフトウェアの指示に従ってください。

4.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
数値入力によるセンサの校正
1.

メニューを開きます：CAL/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/スロープ/
数値入力。

2.

新しいスロープ：値を入力します。

3.

プロンプトに応答して OK。
 新しいスロープが使用されます。

19.7.6

ゼロ点校正

酸素がかなり高い濃度で動作しているときはゼロ点はあまり重要ではありません。
しかし、これは酸素センサがトレース範囲で使用されると変わり、校正をゼロ点で行わなければなりません。ゼロ点校正は、周囲媒体（通常空気）の酸素濃度がすでに高いときに必要になります。この酸素はセンサのゼロ点校正では除外し、存在する残留酸素をセンサ環境から排除しなければなりません。
推奨される以下の 2 つの方法があります。
1.

許容品質の気体窒素（N5）で洗浄した流通型ホルダでのゼロ点校正。

2.

酸素欠乏ゼロ点ぜるにおける校正。

または、数値入力によりゼロ点調整を行うことも可能です。このためには、リファレン
ス測定値が必要です。
センサのゼロ点校正前に• センサ信号は落ち着いて安定していますか？
• 表示値は適切な値ですか？
酸素センサの校正を早くやりすぎると、ゼロ点がずれてしまう可能性があります。
一般に、センサをゼロ点ゲルで 0.5 時間操作してから安定状態で信号電流を評価します。センサをゼロ点校正前にすでにトレース範囲で操作した場合、通常は上記に指定された時間で十分です。空気中でセンサを操作した場合、容器のデザインによる死容積からの残留酸素を排除するためにより多くの時間を考慮しなければなりません。
一般的には 2 時間を要します。
ゼロ点はセンサ信号が安定した状態であれば校正できます。現在の測定値をゼロに校正します。適当な容器が利用可能、またはリファレンス測定が可能であれば、基準方法（ゼロ点のサンプル校正）も使用できます。
ゼロ点ゲルによるゼロ点校正
ゼロ点ゲルの代替として、高純度窒素など、酸素が含まれない雰囲気中で作業することもできます。
1.
2.
3.
182

メニューを開きます：CAL/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/ゼロ点。
1 点校正。
センサをゼロ点ゲルに浸漬するか、または窒素（空気中ではなく）に保持します。
Endress+Hauser

Memosens

校正

4.

校正開始。

5.

収集した校正データを使用するか、中止するか、または再度校正するかを決定します。

6.

センサを洗浄して再び測定物に浸漬します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
数値入力によるセンサの校正
パーセントオフセットを入力して、ゼロ点を校正することが可能です。これを行うには、リファレンス測定との比較によりゼロ点を特定します。
1.

メニューを開きます：CAL/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/ゼロ点/
数値入力。

2.

新しいゼロ点：値を入力します。

3.

校正データを受諾。
 新しいゼロ点が使用されます。

19.7.7

サンプル校正測定液中（プロセス内またはラボで）と空気中の両方で校正が可能です。
そのためには、リファレンス測定を使用して非補償酸素値を測定します。この基準値を使用してセンサを調整します。
基準値でスロープまたはゼロ点のいずれかを校正できます。
1.

メニューを開きます：CAL/溶存酸素(隔膜式) または 溶存酸素(光学式)/サンプル
校正。

2.

以下から選択します：スロープ または ゼロ点 （隔膜式センサのみ）。
 計測を別の計測と連携させたい場合は、ゼロ点の校正を使用します。スロープ
校正で測定の感度を補正できます。

3.

ソフトウェアの指示に従ってください。
 現在の測定値が表示されています。

4.

レファレンス外部測定から比較値を入力します。

5.

継続。

6.

校正データを受諾。
 サンプル校正が終了します。

7.

ラボで校正を実施した場合は、センサを洗浄して再び測定物に浸漬します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.7.8

ファーメンタスケーリング

一般に、発酵が開始する前のファーメンタ内は過圧状態になっています。また、センサには定置滅菌（SIP）という形で圧力がかかります。
「 Fermenter scaling 」法を使用すると、設置されたセンサの測定値を必要な開始値（%SAT）に合わせて調整することが可能です。
飽和測定値が対応すべき飽和の設定値（Required saturation）を決定します（一般に100 %SAT）。これにより、校正機能の係数が導き出されます（Scaling factor）。メニュ
ーから「飽和指数」を第 1 の値として選択すると、スケーリングされた飽和指数が測定値に表示されます。
1.
2.

Endress+Hauser

メニューを開きます：CAL/溶存酸素(光学式)/Fermenter scaling。
Activate。

183

校正

Memosens

3.

プロンプトに応答して OK。
 現在の飽和測定値（Current saturation）が表示されます。

4.

Required saturation：この値に対応する飽和を指定します。

5.

継続。
 スケーリング係数が計算され、表示されます（Scaling factor）。

6.

プロンプトに応答して OK。

ファーメンタスケーリングを使用する必要がなくなった場合は、校正メニューでこの機能を無効にします。

19.7.9カウンターのリセット

この機能はセンサの調節はしませんが、センサの内部カウンタを「0」にリセットをするものです。
このカウンタは、隔膜キャップ（蛍光キャップ）または電解液（隔膜式センサのみ）を交換するための警告リミットおよびアラームリミットを設定するために使用されます。これにより、消耗したキャップや電解液を寿命までに交換できるようになります。
キャップまたは電解液を交換した後、カウンタを「0」にリセットします。
センサキャップ交換 または

1.

必要な動作を選択します：

2.

クエリへの応答： 保存。
 センサの内部カウンタがリセットされます。

電解液交換。

19.7.10 温度調整
1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

メニューを開きます：CAL/<センサタイプ>/温度調整。

3.

センサをプロセス測定物に残した状態で、センサによって温度測定が開始されるまで OK をクリックし続けます。

4.

別の計測の基準温度を入力します。絶対値またはオフセットを入力できます。

5.

新しいデータが承認されるまで、 OK をクリックし続けます。
 これで温度調整は終了です。

19.7.11 校正中のエラーメッセージ
表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正は無効です
範囲を超過しています
一つ前のステップを繰り返しますか？

センサが汚れているか、ゼロ点ゲルがなくなりました。そのためゼロ点の許容制限値を超えています。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

184

1.

センサの洗浄2.

ゼロ点ゲルを新しくします。

3.

再度校正してください。

計測値が安定しません。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

消費された電解液および/または隔膜キャップ
を交換します。

2.

安定条件を調整します→  47。

Endress+Hauser

Memosens

校正表示メッセージ

原因と考えられる改善策

データ保存に失敗しました
再度実行しますか？

光学式固定ケーブルセンサのみ

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

19.8

殺菌センサ

19.8.1

校正間隔

校正データがセンサに保存できませんでした。
1.

センサ接続を確認します。

2.

再度校正してください。

ユーザが校正を中断しました。

校正間隔は以下に大きく依存します。
• アプリケーション• センサの取付位置
間隔の指定
特殊用途向けおよび/または特殊な設置タイプのためにセンサの校正を断続的に行いたい場合は、次の方法を使用して間隔を計算できます。
1.

測定液サンプルのリファレンス測定値（DPD 法）を使用して、初回設定の 3 カ月
後（飲用水の場合）または 1 カ月後（プロセス水の場合）にセンサの点検を実施
します。

2.

センサ測定値をリファレンス測定値と比較します。

3.

要件に応じて、偏差が許容できるかどうか、またはセンサを再校正すべきかどうかを決めます。

少なくとも 1 年に 2 回センサを必ず校正してください。
DPD 法は測定値が非常に小さいとき（< 0.2 mg/l）に計測エラーの影響を受けやす
く、信頼性の高い方法とはみなされないことに注意してください。
校正の監視‣ スロープおよびゼロ点の差を監視するためのリミット値を定義します。メニュー/

設定/入力/消毒 /追加セットアップ/診断設定/Δ スロープ値 または Δ ゼロ点。
 これらの限界値はプロセスに依存するため、実際に使用しながら決定する必要があります。

校正中に、定義済みの警告限界を超えた場合は、診断メッセージが表示されます。その場合、センサまたはリファレンスを掃除するか、ガラス隔膜を再生成することによって、センサの保守を行う必要があります。
保守後も警告メッセージが表示され続ける場合は、センサを交換する必要があります。
校正間隔の監視プロセスの校正間隔を設定した場合は、機器にそれらを監視させることもできます。

‣ メニュー/設定/入力/消毒/追加セットアップ/校正設定/校正期限切れ時間
 タイムリミットを設定して、校正が有効と見なされる期間を指定します。
Memosens センサはすべての校正データを保存します。これにより、最後の校正が指定された時間幅内に行われたかどうか、したがって校正がまだ有効であるかどうかを簡単に確認できます。これは、事前校正済みセンサで作業する場
合に特に有利です。

Endress+Hauser

185

校正

Memosens

19.8.2

分極

作用電極表面は、変換器で印加された陰極と陽極間の電圧によって分極されます。したがって、センサ接続時に変換器をオンにした後、校正が始まる前に分極時間が経過するのを待たなければなりません。
安定した表示値を得るために、センサは次の分極時間を必要とします。
初回設定
標準測定範囲のセンサ 60 分
トレース測定範囲のセン 90 分
サ
再設定
標準測定範囲のセンサ 30 分
トレース測定範囲のセン 45 分
サ

19.8.3

校正のタイプ

次のタイプの校正が可能です。
• スロープ• サンプル校正• データ入力• ゼロ点• サンプル校正• データ入力• 温度調整さらに、校正メニューには、センサの内部カウンタをリセットするための追加機能が含
まれています。
• 電解液交換• センサキャップ交換•

19.8.4リファレンス測定

DPD 法に基づく基準計測
計測システムを校正するために、DPD 法に基づく比色比較計測を行います。塩素および二酸化塩素はジエチル-p-フェニレンジアミン（DPD）に反応し、赤くなります。赤
色の濃さは塩素濃度に比例します。
この赤色はフォトメータ（例：CCM182）で計測し、塩素濃度として表示します。
必須条件
センサの読み値が安定していること（最低 5 分以上、値のドリフトまたは変動がない）。
これは通常、以下の前提条件が満たされると保証されます。
• 分極時間が経過• 流量が一定で、適切な範囲内• センサと測定物の温度が同じ• pH 値が許容範囲

19.8.5

スロープ校正

スロープ校正で測定の感度を補正できます。
サンプル校正リファレンス測定を使用して塩素の非補償値を計測します。この基準値を使用してセンサを調整します。
1.
2.
186

メニューを開きます：CAL/消毒/スロープ。
サンプル校正。
Endress+Hauser

Memosens

校正3.

ソフトウェアの指示に従ってください。

4.

以下から選択します：

5.

仮定値：リファレンス値を入力します。

6.
7.

校正を継続 または 測定に戻る(校正は後で完了)。

校正データを受諾。
校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
データ入力
リファレンス測定を使用して塩素の非補償値を計測します。この基準値を使用してセンサを調整します。
1.
2.
3.
4.
5.

メニューを開きます：CAL/消毒/スロープ。
数値入力。
New abs. slope または New rel. slope：値を入力します。
 もう一方の値は機器で計算されます。
校正データを受諾。
校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.8.6

ゼロ点校正

ゼロ点の近くで測定する場合は、ゼロ点校正が特に重要になります。
サンプル校正リファレンス測定を使用して、塩素の生値を測定します。このリファレンス値を使用してセンサを調整します。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

メニューを開きます：CAL/消毒ゼロ点/
サンプル校正ソフトウェアの指示に従ってください。
校正を継続 または 測定に戻る(校正は後で完了) を選択します。
仮定値：リファレンス値を入力します。
校正データを受諾.
校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC キーを押すと、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
データ入力
リファレンス測定を使用して、塩素の生値を測定します。このリファレンス値を使用してセンサを調整します。
1.
2.
3.
4.
5.

メニューを開きます：CAL/消毒/ゼロ点
数値入力
新しいセロ点：値を入力します。
校正データを受諾.
校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC キーを押すと、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

Endress+Hauser

187

校正

Memosens

19.8.7

電解液交換 および センサキャップ交換：カウンターのリセット

この機能はセンサの調節はしませんが、センサの内部カウンタを「0」にリセットをするものです。
センサキャップ校正のカウンタは、キャップを交換するための警告リミットおよび
アラームリミットを設定するために使用されます。これにより、消耗した隔膜キャップを寿命までに交換できるようになります。
キャップまたは電解液を交換した後、カウンタを「0」にリセットします。
1.

必要な動作を選択します：電解液交換 または センサキャップ交換。

2.

クエリへの応答： 保存。
 センサの内部カウンタがリセットされます。

19.8.8

工場出荷時校正にリセット

1.

CAL/チャンネル番号 <センサ DI>/Disinfection/

2.

OK 校正データは初期設定にリセットされます。

19.8.9

工場校正にリセット

校正中のエラーメッセージ

表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正は無効です
新たに校正を開始しますか?

センサが汚れています。そのためゼロ点の許容制限
値を超えています。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

19.9

1.

センサの洗浄2.

再度校正してください。

計測値が安定しません。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

消費された電解液および/または隔膜キャップ
を交換します。

2.

安定条件を調整します→  62。

ユーザが校正を中断しました。

イオン選択性センサ

他の電極やセンサで測定した値の一部を、イオン選択性電極の測定値の補償に使用します。
• 温度補償に使用される温度センサの測定値• アンモニウムの pH 補償に使用される pH 測定値（オプション）• アンモニウムまたは硝酸の干渉イオンの補償に使用されるカリウムまたは塩化物の測定値（オプション）
このため、信頼性の高い測定を行うには、校正および調整の順序を守る必要がありま
す。

188

1.

温度調整

2.

pH 電極の校正および調整

3.

補償電極を使用する場合：補償用イオン選択性電極（カリウム、塩化物）の校正および調整

4.

補償電極を使用しない場合：
アンモニウム電極および硝酸電極に対する適切なオフセットを手動で設定

Endress+Hauser

Memosens

校正5.

測定用イオン選択性電極（アンモニウム、硝酸）の校正および調整

19.9.1

校正のタイプ

次のタイプの校正が可能です。
• pH 電極：• 2 点校正• 1 点校正• イオン選択性電極：• 1 点校正• データ入力• 2 点校正• 標準追加（「エキスパート」ユーザーロールのみ）• サンプル校正（「エキスパート」ユーザーロールのみ）• ORP センサ：
1 点校正
• 基準値の入力による温度調整

19.9.2

pH センサ2 点校正
校正標準液を使用して 2 点校正を実施します。Endress+Hauser が提供する高品質な標準液は、認定ラボで測定され、認証を取得しています。この認定は（DAR 登
録番号「DKD-K-52701」）、実際の値と最大の偏差が補正され、トレース可能であることを証明するものです。
1.

メニューを開きます：CAL/ISE/2 点校正。

2.

pH センサを選択し、3.

ソフトウェアの指示に従ってください。

4.

センサを第 1 標準液に浸漬し、測定値が安定化した後に、 OK。
 システムが第 1 標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、測定値が mV 単位で表示されます。

5.

引き続きメニューの指示に従ってください。

6.

センサを第 2 標準液に浸漬し、測定値が安定化した後に、 OK。
 システムが第 2 標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、2 つの標準液の測定値と、スロープおよびゼロ点の計算値が表示されます。

7.

プロンプトに応答して はい 。

8.

センサを測定物に戻して OK を再度押します。
 これにより、ホールドが非アクティブになり、システムは測定を再開します。

校正開始。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
校正標準液は 1 回だけ使用してください。
1 点校正
1.

メニューを開きます：CAL/ISE/1 点校正。

2.

pH センサを選択し、 校正開始。
 質問が表示されます：測定値が分かりますか？ リファレンス液の？

3.

Endress+Hauser

はい。

4.

リファレンス値：標準液の値を入力します。

5.

ソフトウェアの指示に従って、センサを標準液に浸漬します。
189

校正

Memosens

継続。

6.
7.

OK：校正を開始します。
 システムが標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、測定
値が mV 単位で表示されます。

8.

プロンプトに応答して はい。

9.

センサを測定物に戻して OK を再度押します。
 これにより、ホールドが非アクティブになり、システムは測定を再開します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
校正標準液は 1 回だけ使用してください。

19.9.3

アンモニウム、硝酸、カリウム、塩素

イオン濃度の測定に電位差測定法を使用する場合、イオン選択性電極と比較電極から成る電気化学測定セルから供給される電圧は、「直線」または「ネルンスト」範囲内における分析でのイオン濃度（または活動）の対数に比例します（→  33、赤い矢印）。
スロープとゼロ点校正のパラメータは、この対数関係を参照します。そのため、このパラメータには他の測定方式と比べてまったく違う重要性が生じます。

A0029189

 33
A
B

イオン選択性電極の測定信号は濃度に依存

実際の曲線
理想的な曲線

この範囲内では、濃度の対数と測定電圧間の相関関係が以下のようになります。

E ... 測定電圧
E0 ... 濃度 1 mol/l 時の電圧
S ... 電極のスロープ（mV/mol）

190

Endress+Hauser

Memosens

校正

1 点校正
濃度がわかっている校正液を使用します。
1.

メニューを開きます：CAL/ISE/1 点校正。

2.

校正する電極を選択し、 校正開始。
 質問が表示されます：測定値が分かりますか？ リファレンス液の？

3.

はい。

4.

リファレンス値：標準液の値を入力します。

5.

ソフトウェアの指示に従って、センサを標準液に浸漬します。
校正中、センサをタンクに移動し、必要量の測定液がイオン選択性電極に流れるよ
うにしてください。

6.

継続。

7.

OK：校正を開始します。
 システムが標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、測定
値が mV 単位で表示されます。

8.

プロンプトに応答して はい。

9.

センサを測定物に戻して OK を再度押します。
 これにより、ホールドが非アクティブになり、システムは測定を再開します。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
2 点校正
測定液からセンサを取り出します。
1.

メニューを開きます：CAL/ISE/2 点校正。

2.

校正する電極を選択し、3.

ソフトウェアの指示に従ってください。

4.

センサを第 1 校正液に浸漬し、測定値が安定化してから、 OK。
 機器が測定値の校正を開始します。安定条件を満たしたら、測定値が表示されます。

5.

引き続きメニューの指示に従ってください。

6.

センサを第 2 校正液に浸漬し、測定値が安定化してから、 OK。
 機器が測定値の校正を開始します。安定条件を満たしたら、2 つの校正液の測定値と、スロープおよびゼロ点の計算値が表示されます。

7.

プロンプトに応答して はい 。

8.

センサを測定物に戻して OK を再度押します。
 これにより、ホールドが非アクティブになり、システムは測定を再開します。

校正開始。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
データ入力
スロープとゼロ点を手動で入力します。校正機能はこの値から計算します。したがって、これらのデータ入力により 2 点校正と同じ結果が得られます。あるいは、スロー
プとゼロ点を求める必要があります。

Endress+Hauser

1.

メニューを開きます：CAL/ISE/数値入力。

2.

校正する電極を選択し、 校正開始。
 スロープとゼロ点がディスプレイに表示されます。

3.

各値を 1 つずつ選択して値を入力します。
191

校正

Memosens

4.

次に、 校正データを受諾。
 変数をすべて直接入力しているため、コントローラによって追加情報は表示されません。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

19.9.4

ORP

校正標準液での 1 点校正
このタイプの校正では、Endress+Hauser 製の ORP 標準液などの校正標準液で作業します。この校正では測定液からセンサを取り出します。
1.

メニューを開きます：CAL/ISE/ORP/1 点校正。

2.

ORP センサを選択し、

3.

標準液：：標準液の値を入力します。

4.

校正開始。

継続。

5.

ソフトウェアの指示に従って、センサを標準液に浸漬します。

6.

OK：校正を開始します。
 システムが標準液の測定値の計算を開始します。安定条件を満たしたら、測定
値が mV 単位で表示されます。

7.

校正データを取り込んでから、計測モードにもどります。

ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。

192

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.9.5

校正中のエラーメッセージ

表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正は無効です
新たに校正を開始しますか?

校正標準液が汚れているか、pH 値が許容範囲外です。そのため、許容計測値偏差を超えます。

スロープが許容範囲外
ゼロ点が許容範囲外
サンプル濃度が低すぎます1.

有効期限をチェックします。

2.

新しい標準液を使用します。

間違った標準液が使用されています。その結果、例
えば、標準液認識機能が正しく機能していません。
1.

標準液の pH 値が近すぎます（例：pH 9 と
9.2）。

2.

pH 値差がもっと大きい標準液を使用してください。

センサが劣化、または汚れています。そのためスロープおよび／またはゼロ点の許容制限値を超えています。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

1.

センサの洗浄2.

制限値を調整します。

3.

センサを再生または交換してください。

測定値または温度が不安定です。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

校正中温度を一定に保ちます。

2.

標準液を交換します。

3.

古いか汚れているセンサの洗浄または再生成を行います。

4.

安定条件を調整します→  111。

ユーザが校正を中断しました。

19.10 濁度と固形物
19.10.1 濁度および固形分（浮遊懸濁物）測定用センサ（CUS51D）
センサは工場出荷時に予め校正されています。そのため、追加校正の必要なしで幅広い用途（例：排水測定）に使用できます。 カオリン および ホルマジン の両アプリケーシ
ョンはすでに校正されているため、さらに校正することなく使用できます。
他のアプリケーションはすべて基準サンプルで事前に校正されるため、対応する用途に合わせて校正が必要です。
変更できない工場出荷時校正データに加え、センサには、プロセス校正を保存するために使用されるデータレコードが 5 つ備わっています。
取扱説明書：Turbimax CUS51D、BA00461C
アプリケーション範囲、推奨される校正タイプ、サンプリング、取扱方法、校正時のセンサの使用方法、リファレンス測定などのすべての詳細については、センサの取扱説明書を参照してください。
各アプリケーションでは、1～5 点校正が可能です。
校正メニューを開く

Endress+Hauser

1.

すべての点を入力したら CAL。

2.

<チャンネル番号>：濁度/SS。

193

校正

Memosens

校正データレコードの作成
1.

1 点または多点校正を実施します。
 新しい校正データレコードが作成されます。

2.

あるいは、
既存のデータレコードを複製します。

1 点校正または多点校正可能であれば、サンプル採取作業と同時に校正を開始し、サンプルのラボ値を設定値として入力します。校正時に使用可能なラボ値がない場合は、適切な設定値を入力します。ラボ値が利用可能になったら、変換器の設定値を修正します。
Liquiline-ソフトウェアバージョン 01.06.04 以降：
1.

空のデータレコードを選択します（データレコード名の前にある空のボックスで識別できます。例：Dataset1）。

2.

データセット名：データレコードに名前をつけます。

3.

基本アプリケーション：アプリケーションを選択します。

4.

単位：単位を選択します。

5.

Calibration table：テーブルを選択します。

6.

Add calibration points：機能を選択します。

7.

プロンプトを確定します（校正の開始、センサの洗浄）：OK。

8.

リファレンス値（設定値）を入力します。

9.

必要に応じて、 次の校正を行ってください。

10. 最後の測定点を求めたら：校正データを受諾。
 データレコードが有効かどうかを知らせるメッセージが表示されます。
11. プロンプトを確定します（センサの洗浄）：OK。
 校正したデータレコードを有効にするかどうかを指定します。
データレコードを有効にした場合、変更できるのはセットポイントのみです。それ以降、測定点を削除することはできません。
データレコードの複製
1.

データセットの複製：機能を開始します。

2.

コピー

3.

へコピー：複製先のデータレコードを選択します。

4.

データセット名：複製したデータレコードの名前を入力します。

5.

データセットの複製を選択します。

から：複製元のデータレコードを選択します。

データレコードの編集作成したデータレコードに係数またはオフセットを適用できます。この係数またはオ
フセットの特定には、リファレンス測定を使用します。また、有効なテーブルを編集または拡張して校正点を追加することもできます。
編集オプション：• Factor/Offset• Data input (offset)• Data input (factor)• テーブル編集• Add calibration points• 校正点を代用

194

Endress+Hauser

Memosens

校正

Factor/Offset
1.
2.

Data input (offset)
オフセット：リファレンス測定からオフセットを入力します。

3.

校正データを受諾。

1.

Data input (factor)

2.
3.

校正係数：測定値とリファレンス値から算出した係数を入力します。
校正データを受諾。

Calibration table1.

テーブル編集 データレコードが現在有効な場合、警告が表示されます。この警告を確認してから操作を続行してください。

2.

OK：値を調整します。

3.

SAVE を選択します。

校正点の追加1.

Add calibration points
 データレコードが現在、測定用として有効な場合、警告が表示されます。校正点を追加すると、無効なデータが生成される場合があります。

2.

OK：校正点を追加します。

3.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

4.

：設定値を入力します。

5.

校正点を追加するか、または校正データを受諾。

目標値および実測値のデータを入力して、テーブルに校正点を追加することもできます（INSERT）。
校正点の代用有効な校正点を代用することができます。
6.

校正点を代用 校正を開始するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。

7.

OK を選択します。

8.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

9.

代用する校正点を選択します。

10.

校正データを受諾。

測定フィルタEndress+Hauser

測定値フィルター

説明

弱い

低フィルタリング、高感度、高速応答標準（初期設定）

中程度のフィルタリング

強い

高フィルタリング、低感度、変化に対する低速応答

1.

構成方法：標準。

2.

フィルタレベル：上記の表に従って選択します。

195

校正

Memosens

3.

校正データを受諾。
構成方法 = スペシャリスト
フィルタリングの個別のパラメータをここで入力します。このタスクは弊社営業所もしくは販売代理店に依頼する必要があります。

サンプルセットの名前の編集
1.
2.

データセット名：目的の名前を入力します。
校正データを受諾。

19.10.2 飲用水アプリケーション用の濁度センサ（CUS52D）
センサは工場出荷時に予め校正されています。そのため、追加校正をしなくてもさまざまなアプリケーションに使用できます。 ホルマジン アプリケーションは完全に校正済みであるため、追加校正なしに使用できます。
他のアプリケーションはすべて基準サンプルで事前に校正されるため、対応する用途に合わせて校正が必要です。
工場出荷時の校正データ（変更不可）に加え、センサはプロセス校正の保存用に 6 つのデータレコードを備えます。
取扱説明書：Turbimax CUS52D、BA01275C
アプリケーション範囲、推奨される校正タイプ、サンプリング、取扱方法、校正時のセンサの使用方法、リファレンス測定などのすべての詳細については、センサの取扱説明書を参照してください。
各アプリケーションでは、1～6 点校正が可能です。
校正メニューを開く1.

すべての点を入力したら CAL。

2.

<チャンネル番号>：濁度。

校正データレコードの作成
1.

1 点または多点校正を実施します。
 新しい校正データレコードが作成されます。

2.

あるいは、
既存のデータレコードを複製します。

1 点校正または多点校正可能であれば、サンプル採取作業と同時に校正を開始し、サンプルのラボ値を設定値として入力します。校正時に使用可能なラボ値がない場合は、適切な設定値を入力します。ラボ値が利用可能になったら、変換器の設定値を修正します。
Liquiline-ソフトウェアバージョン 01.06.04 以降：

196

1.

空のデータレコードを選択します（データレコード名の前にある空のボックスで識別できます。例：Dataset1）。

2.

データセット名：データレコードに名前をつけます。

3.

基本アプリケーション：アプリケーションを選択します。

4.

単位：単位を選択します。

5.

Calibration table：テーブルを選択します。

6.

Add calibration points：機能を選択します。

7.

プロンプトを確定します（校正の開始、センサの洗浄）：OK。

8.

リファレンス値（設定値）を入力します。
Endress+Hauser

Memosens

校正9.

必要に応じて、 次の校正を行ってください。

10. 最後の測定点を求めたら：校正データを受諾。
 データレコードが有効かどうかを知らせるメッセージが表示されます。
11. プロンプトを確定します（センサの洗浄）：OK。
 校正したデータレコードを有効にするかどうかを指定します。
データレコードを有効にした場合、変更できるのはセットポイントのみです。それ以降、測定点を削除することはできません。
後からデータレコードを有効にする
1.

メニュー/設定/入力/濁度/アプリケーション：アプリケーションを選択します。

2.

アプリケーションが正しく選択されている場合：
データレコードを選びます。

データレコードの複製
1.

データセットの複製：機能を開始します。

2.

コピー

3.

へコピー：複製先のデータレコードを選択します。

4.

データセット名：複製したデータレコードの名前を入力します。

5.

データセットの複製を選択します。

から：複製元のデータレコードを選択します。

データレコードの編集
有効なデータレコードに係数またはオフセットを適用できます。この係数またはオフセットの特定には、リファレンス測定を使用します。また、有効なテーブルを編集または拡張して校正点を追加することもできます。
編集オプション：• Factor/Offset• Data input (offset)• Data input (factor)• テーブル編集
Add calibration points
Factor/Offset
1.
2.

Data input (offset)
オフセット：リファレンス測定からオフセットを入力します。

3.

校正データを受諾。

1.

Data input (factor)

2.
3.

校正係数：測定値とリファレンス値から算出した係数を入力します。
校正データを受諾。

Calibration table

Endress+Hauser

1.

テーブル編集 データレコードが現在有効な場合、警告が表示されます。この警告を確認してから操作を続行してください。

2.

OK：値を調整します。

3.

SAVE を選択します。

197

校正

Memosens

校正点の追加1.

Add calibration points
 データレコードが現在、測定用として有効な場合、警告が表示されます。校正点を追加すると、無効なデータが生成される場合があります。

2.

OK：校正点を追加します。

3.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

4.

：設定値を入力します。

5.

校正点を追加するか、または校正データを受諾。

目標値および実測値のデータを入力して、テーブルに校正点を追加することもできます（INSERT）。
設置調整
濁度センサ CUS52D および流通ホルダ CUA252 と CUA262 の光学的構造はいずれも、ホルダや配管の壁面効果による測定誤差を最小限に抑えるように最適化されています（CUA252 での測定誤差 < 0.02 FNU）。
アセンブリ調整 機能により、壁面効果によって発生した残りの測定誤差を自動的に補償することが可能です。機能はホルマジン測定に基づいており、そのため、対応するア
プリケーションまたは測定物に測定を適合させるためには、下流側の校正が必要となり
ます。
調整

説明

PE100

流通ホルダ CUA252 に調整（材質：ポリエチレン）

1.4404 / 316L

溶接型流通ホルダ CUA262 に調整（材質：ステンレス 1.4404）

カスタマイズされた

任意の配管/ホルダに調整

拡張カスタマイズ

この調整は Endress+Hauser のサービス技術者のみが使用することを推奨• PE100 および 1.4404 / 316L
すべてのパラメータにはファームウェアでデフォルト値が割り当てられており、変更できません。
• カスタマイズされたセンサが設置されるホルダの材質、表面（非光沢/光沢）、内径を選択できます。
• 拡張カスタマイズ
特殊な調整の場合、以下の表が参考になります。または、製造者のサービス部門に調整を依頼することもできます。
ホルダ/配管組み込みアダプタ

ゼロ調整

上限

特性調整

CUA250

1)

0.14

33

1.001

CYA251

1)

0.075

25

1.5

バリベント N DN 65

1.28

500

6

バリベント N DN 80

0.75

500

6

バリベント N DN 100

0.35

500

6

バリベント N DN 125

0.20

500

6

1)

このホルダに CUS52D を取り付けるにはセンサアダプタが必要、センサの取扱説明書を参照

設置調整を実行
1.

機能を開きます：.../濁度/アセンブリ調整

2.

調整を選択

3.
198

校正データを受諾.
Endress+Hauser

Memosens

校正

サンプルセットの名前の編集
1.
2.

データセット名：目的の名前を入力します。
校正データを受諾。

19.10.3 濁度および浮遊懸濁物測定用吸光度センサ（CUS50D）「吸収」および「ホルマジン」アプリケーションは、工場で校正を行います。吸収の工場出荷時校正は、追加のアプリケーションの事前校正、ならびに各種の測定物特性に合わせて最適化するための基準として使用されます。
アプリケーション

指定動作レンジ

工場出荷時校正：吸収0.000～5.000 AU または0.000～10.000 OD

工場出荷時の校正：ホルマジン

40～4,000 FAU

アプリケーション：カオリン

0～60 g/l

アプリケーション：汚泥

0～25 g/l

アプリケーション：自動設定汚泥

0～25 g/l

製品損失

0～100 %

特定のアプリケーションに対応するため、最大 10 点のユーザー校正を実施することが可能です。
ホルマジンアプリケーションの工場出荷時校正は、ホルマジン濁度を基準にして行われています。
センサの測定値（単位 [FAU]）は、この標準液内でのみ他のセンサ（例：散乱光センサ）の測定値（単位 [FNU] または [NTU]）と比較できます。その他の測定物内では、測定値は他の散乱光センサで取得した値と比較できません。
吸収およびホルマジンアプリケーションは、工場で校正を行います。その他のアプリケ
ーションはすべて事前校正のみ行っているため、アプリケーションや測定物に合わせた調整が必要です。
センサにはデータレコードが 8 つあります。このうち 6 つは工場でサンプルデータが入力されています。これはすべての利用可能なアプリケーションの標準的な設定です。
• 吸収• ホルマジン• カオリン• 汚泥• 自動設定汚泥• 製品損失目的のデータレコードは、対応するアプリケーションを選択することで有効になります。以下のオプションを使用して、アプリケーションに適合させることが可能です。
• 校正（1～10 点）• 係数の入力（定数係数による測定値の乗算）• オフセットの入力（測定値に加算または測定値から減算する定数係数）• 工場出荷時校正データセットの複製
センサではさらにデータレコードを作成して、アプリケーションに合わせ校正または因子やオフセットの入力に使用することができます。この場合、2 つの空きデー
タレコードが利用可能です。必要に応じ、サンプルなどの不要なデータレコードを削除して空きデータレコード数を増やすこともできます。サンプルデータレコー
ドは、センサをリセットすると工場出荷時の状態に復旧します。
取扱説明書：Turbimax CUS50D、BA01846C
アプリケーション範囲、推奨される校正タイプ、サンプリング、取扱方法、校正時のセンサの使用方法、リファレンス測定などのすべての詳細については、センサの取扱説明書を参照してください。
Endress+Hauser

199

校正

Memosens

校正メニューを開く1.

CAL を押します。

2.

<チャンネル番号>：食品ソフトを選択します。

作成済みデータレコードの 1 点または多点校正可能であれば、サンプル採取作業と同時に校正を開始し、サンプルのラボ値を設定値として入力します。校正時に使用可能なラボ値がない場合は、適切な設定値を入力します。ラボ値が利用可能になったら、変換器の設定値を修正します。
Liquiline-ソフトウェアバージョン 01.06.04 以降：
1.

サンプルデータレコードを選択します（例：吸収）。

2.

Calibration table：テーブルを選択します。

3.

Add calibration points：機能を選択します。

4.

プロンプトを確定します（校正の開始、センサの洗浄）：OK を選択します。

5.

リファレンス値（設定値）を入力します。

6.

必要に応じて、 次の校正を行ってくださいを選択します。

7.

最後の測定点を求めたら：校正データを受諾を選択します。
 データレコードが有効かどうかを知らせるメッセージが表示されます。

8.

プロンプトを確定します（センサの洗浄）：OK を選択します。
 校正したデータレコードを有効にするかどうかを指定します。

データレコードを有効にした場合、変更できるのはセットポイントのみです。それ以降、測定点を削除することはできません。
空のデータレコードの 1 点または多点校正
1.

空のデータレコードを選択します（データレコード名の前にある空のボックスで識別できます。例：Dataset7）。

2.

データセット名：データレコードに名前をつけます。

3.

基本アプリケーション：アプリケーションを選択します。

4.

Measurement path：光路長を選択します。

5.

単位：単位を選択します。

6.

Calibration table：テーブルを選択します。

7.

Add calibration points：機能を選択します。

8.

プロンプトを確定します（校正の開始、センサの洗浄）：OK を選択します。

9.

リファレンス値（設定値）を入力します。

10. 必要に応じて、 次の校正を行ってくださいを選択します。
11. 最後の測定点を求めたら：校正データを受諾を選択します。
 データレコードが有効かどうかを知らせるメッセージが表示されます。
12. プロンプトを確定します（センサの洗浄）：OK を選択します。
 校正したデータレコードを有効にするかどうかを指定します。
データレコードをアクティブにしたら、セットポイントしか変更できません。それ以降、測定点を削除することはできません。
後からデータレコードを有効にする
1.

200

アプリケーションを選択します：メニュー/設定/入力/食品ソフト/アプリケーシ
ョン。
Endress+Hauser

Memosens

校正2.

アプリケーションが正しく選択されている場合：
データレコードを選びます。

データレコードの複製
1.

データセットの複製：機能を開始します。

2.

コピー

3.

へコピー：複製先のデータレコードを選択します。

4.

データセット名：複製したデータレコードの名前を入力します。

5.

データセットの複製を選択します。

から：複製元のデータレコードを選択します。

データレコードの編集
有効なデータレコードに係数またはオフセットを適用できます。この係数またはオフセットの特定には、リファレンス測定を使用します。また、有効なテーブルを編集または拡張して校正点を追加することもできます。
編集オプション：• Factor/Offset• Data input (offset)• Data input (factor)• テーブル編集
Add calibration points
Factor/Offset
1.
2.

Data input (offset)
オフセット：リファレンス測定からオフセットを入力します。

3.

校正データを受諾。

1.

Data input (factor)

2.
3.

校正係数：測定値とリファレンス値から算出した係数を入力します。
校正データを受諾。

Calibration table1.

テーブル編集 データレコードが現在有効な場合、警告が表示されます。この警告を確認してから操作を続行してください。

2.

OK：値を調整します。

3.

SAVE を選択します。

校正点の追加1.

Add calibration points
 データレコードが現在、測定用として有効な場合、警告が表示されます。校正点を追加すると、無効なデータが生成される場合があります。

2.

OK：校正点を追加します。

3.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

4.

：設定値を入力します。

5.

校正点を追加するか、または校正データを受諾。

目標値および実測値のデータを入力して、テーブルに校正点を追加することもできます（INSERT）。

Endress+Hauser

201

校正

Memosens

測定フィルタ
測定値フィルター

説明

弱い

低フィルタリング、高感度、高速応答標準（初期設定）

中程度のフィルタリング

強い

高フィルタリング、低感度、変化に対する低速応答

1.

構成方法：標準。

2.

フィルタレベル：上記の表に従って選択します。

3.

校正データを受諾。
構成方法 = スペシャリスト
フィルタリングの個別のパラメータをここで入力します。このタスクは弊社営業所もしくは販売代理店に依頼する必要があります。

気泡トラップ
本センサは測定値フィルターに加えて、気泡による測定エラーを抑制するフィルター機能を備えています。
気泡は濁度の低い液体や固形成分が少ない液体の測定値を上昇させます。フィルター
機能では、特定の時間内の最小値を出力することで測定値のピークをカットします。時間は 0～180 秒の数値で設定できます。初期設定では、気泡トラップは無効です（値0）。高濁度の液体や固形分を多量に含む液体で気泡トラップを有効にしても効果は得られません。このような測定物では気泡が測定値の上昇を招くことはなく、最小値フィルターで除去することもできません。
1.
2.

Bubble suppression filter：機能を選択します。
校正データを受諾。

サンプルセットの名前の編集
1.
2.

202

データセット名：目的の名前を入力します。
校正データを受諾。

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.10.4 校正時のエラーメッセージ（全センサ）
表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正データセットが無効です
新たに校正を開始しますか？

校正ポイントが妥当ではありません。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

1.

再度校正してください。

2.

校正容器内のセンサの位置（固定位置、壁効
果など）をチェックします。

3.

測定液が完全に混合されていることを確認します（例：電磁攪拌機を使用）。

4.

校正液を交換します。

5.

汚れたセンサを洗浄します。

測定値または温度が不安定です。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

校正中温度を一定に保ちます。

2.

校正容器内のセンサの位置（固定位置、壁効
果など）をチェックします。

3.

測定液が完全に混合されていることを確認します（例：電磁攪拌機を使用）。

4.

汚れたセンサを洗浄します。

5.

安定条件を調整します→  83。

ユーザが校正を中断しました。

19.11 SAC センサ
19.11.1 校正のタイプ
変更できない工場出荷時校正とは別に、センサにはプロセス校正の保存または対応する測定点（アプリケーション）に合わせて調整するための 6 つの追加データレコードがあります。各データレコードには最大 5 種類の校正点を保存することができます。
当該アプリケーションでの測定に適合させるため、センサにはさまざまなオプションが用意されています。
• 校正または調整（1～5 点）• ファクタの入力（固定ファクタによる測定値の乗算）• オフセットの入力（測定値に加算または測定値から減算する固定ファクタ）• 工場出荷時校正データセットの複製
1 点校正または多点校正校正のために測定液からセンサを取り出さないでください。アプリケーション内で直接センサを校正することが可能です。
1.

校正する場合は、キュベット内に付着物の汚れがないように注意してください。
センサのキュベット内を洗浄します（汚れや付着物を取り除きます）。

2.

校正を実施する場合は、キュベット内に測定物が完全に充填されるように、セン
サを測定物に浸漬させます。
 浸漬中は、気泡や空気溜まりがキュベット内に入らないようにします。
• 校正テーブルで実測値と設定値を編集できます（左右の列）。
• 必要に応じて、測定物で測定せずに校正値ペア（実測値と設定値）を追加することもできます。

Endress+Hauser

203

校正

Memosens

19.11.2 SAC
工場出荷時校正
センサは工場出荷時に事前校正されています（校正には KHP を使用）。
それでもなお、大抵の場合、プロセス環境毎の校正は有益です。理由：KHP 以外の有機化合物はスペクトル中で異なる反応をするため。
工場校正は 20 の校正点に基づいて実施され、生産時に 3 点で調整されます。工場出荷時の校正はいつでも読み出すことができますが、消去することはできません。1 点および 2 点校正（ユーザー校正）は、この工場校正に基づいて実施されます。
校正原理
校正点間は直線補間されます。

‣ 校正データレコードに意味を持つ便利な名前を付けます。
たとえば、そのデータレコードが基づいていたアプリケーションの名前を含めることが可能です。これにより、さまざまなデータレコードの区別が容易になります。
ラボにおけるリファレンス値の特定
さまざまな校正方法があります。
• 測定物サンプルの連続希釈法• 標準液を使用した連続校正（KHP = フタル酸水素カリウム）• 両方の組み合わせ（測定物サンプルの標準添加法）
1.

測定物の代表的なサンプルを採取します。

2.

サンプル内の生物学的および化学的還元プロセスがそれ以上進行しないように適切な措置を講じてください。

3.

ラボ方式を用いて一連のサンプルの測定値を特定します（例：キュベット試験を用いた比色分析法）。

センサの校正と調整
センサを校正する場合は、ラボ測定値を特定するために使用したものと同じ測定物サンプルまたは一連のサンプルを使用します。一連のサンプルは純粋な標準液にすることも可能です。
一般的な校正手順を以下に示します。

204

1.

データレコードを選びます。

2.

センサを測定物に浸漬します。

3.

校正時に、測定物が十分に均質化されていることを確認します。

4.

測定点で校正を開始します。

5.

1 点のみを校正する必要がある場合：
校正データを受け入れることにより、校正を終了させます。
 そうでない場合は、次のステップを継続します。

6.

2 つ目の測定点のサンプルに原液を追加します。

7.

測定値を特定します。

8.

ラボ測定値と追加された濃度から基準値を計算します。

9.

必要な校正点の数（最大 5 つ）に達するまで、前の手順を繰り返します。

Endress+Hauser

Memosens

校正

残留物による不正確な校正の防止：• 必ず低濃度で校正した後に、高濃度で行います。
• 測定後は毎回、センサを洗浄し乾燥させます。
• センサ間隙や圧縮エアの接続開口部から測定物の残りを確実に取り除いてください（例：次の校正液で洗い流す）。
変換器での校正
1.

CAL：センサを選択し、その校正メニューを開きます。

2.

データセット：データレコードを選択します。有効なデータレコードを選択しな
いでください（データレコード名の前のマークで識別可能）。

3.

データセット名：データレコードに名前をつけます。

4.

基本アプリケーション：どの値を校正するか決定します。SAC, COD, TOC, DOC ま
たは BOD を選択できます。
 基本アプリケーション = SAC の場合のみ：変換器で SAC 値から生成する変数 COD、TOC、DOC、BOD を計測できます。
このために基準方法によって異なる計算係数が存在します。COD/BOD および
TOC/DOC 用に工場で保存された計算係数を用途に使用でき、また SAC オフセ
ットを入力することもできます。

5.

単位：単位を選択します。ラボ値と同じ単位を使用します。

6.

校正開始：第 1 測定点（最低濃度）を記録するための指示に従ってください。
 安定した測定値になると、サンプルの設定ポイント（ラボ値）を求められます。

7.

：設定値を入力します。

8.

別の校正点を追加するか（次の校正を行ってください）、または校正を終了してデータを取り込むか（校正データを取り込みますか？）。

9.

必要な測定点をすべて求めます。

10. 最後の測定点を求めたら：データを取り込みます。
 データレコードが有効かどうかを知らせるメッセージが表示されます。
11. プロンプトに応答して OK。
 記録したばかりのデータレコードをアクティブにしたいかどうかを求められます。 OK を選択すると、測定値が新しい校正関数に基づいて計算されます。
データレコードはまだ編集することができます。
データレコードをアクティブにしたら、セットポイントしか変更できません。それ以降、測定点を削除することはできません。
ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
データレコードの編集
有効なデータレコードに係数またはオフセットを適用できます。この係数またはオフセットの特定には、リファレンス測定を使用します。また、有効なテーブルを編集または拡張して校正点を追加することもできます。
編集オプション：• オフセット編集• ファクタを編集• テーブル編集• 校正開始• 校正点を代用
オフセット編集
1.
Endress+Hauser

オフセット：リファレンス測定からオフセットを入力します。
205

校正

Memosens

2.

校正データを受諾。

ファクタを編集1.
2.

校正係数：測定値とリファレンス値から算出した係数を入力します。
校正データを受諾。

テーブル編集
データレコードが現在有効であることを示す警告が表示されます。この警告を確認してから操作を続行してください。
1.

OK：値を調整します。

2.

SAVE を選択します。

校正開始
データレコードが現在、測定用として有効であることを示す警告が表示されます。校正点を追加すると、無効なデータが生成される場合があります。続行すると、現在の測定用として工場校正が自動的に有効になります。
1.

OK：校正点を追加します。

2.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

3.

：設定値を入力します。

4.

校正点を追加するか、または校正データを受諾。

校正点を代用有効な校正点を代用することができます。
1.

校正を開始するかどうかを尋ねるプロンプトに応答して OK。

2.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

3.

代用する校正点を選択します。

4.

校正データを受諾。

データレコードの複製
この機能により、既存の校正データレコード（例：工場校正）を編集することができます。
適切なデータを入力することで、コピーされたデータレコードのオフセットを設定した
り、表を使用して公称値を変更したりできます。これにより校正を必要とせずに、認識しているプロセスの変更条件にすばやく、簡単に反応できます。
1.

データセットの複製：機能を開始します。

2.

複製するデータレコードを選択します。

3.

保存場所を選択し、複製するレコードの名前を入力します。
 データレコード用に利用可能スペースをすべて使用してない場合にのみ記録を複製できます。利用可能なスペースがない場合は、まずデータレコードを削除してください。

次のことができるようになります。
• 新しいデータレコードのオフセットを設定する• テーブル編集機能を使用して個々の校正点の公称値を変更する

206

4.

変更したデータレコードをアクティブなデータレコードとして使用したい場合：
設定/入力メニューを開きます。

5.

アプリケーションで新しいデータレコードを選択します。

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.11.3 温度調整
1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

メニューを開きます：CAL/<センサタイプ>/温度調整。

3.

センサをプロセス測定物に残した状態で、センサによって温度測定が開始されるまで OK をクリックし続けます。

4.

別の計測の基準温度を入力します。絶対値またはオフセットを入力できます。

5.

新しいデータが承認されるまで、 OK をクリックし続けます。
 これで温度調整は終了です。

19.11.4 校正中のエラーメッセージ
表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正データセットが無効です
新たに校正を開始しますか？

校正ポイントが妥当ではありません。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

1.

再度校正してください。

2.

校正容器内のセンサの位置（固定位置、壁効
果、気泡など）を確認します。

3.

測定液が完全に混合されていることを確認します（例：電磁攪拌機を使用）。

4.

校正液を交換します。

5.

汚れたセンサを洗浄します。

測定値または温度が不安定です。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

校正中温度を一定に保ちます。

2.

校正容器内のセンサの位置（固定位置、壁効
果、気泡など）を確認します。

3.

測定液が完全に混合されていることを確認します（例：電磁攪拌機を使用）。

4.

汚れたセンサを洗浄します。

5.

安定条件を調整します→  91。

ユーザが校正を中断しました。

19.12 硝酸センサ
硝酸値が 0.1 mg/l 以上の場合のプロセス
1.

サンプルを採取してラボで硝酸濃度を測定します。

2.

ラボ値を使用してセンサの校正および調整を行ないます。

硝酸の値がまったく異なる場合のプロセス
1.

時間 A に高濃度のサンプルを抽出し、測定と校正を行います。

2.

時間 B（数日後）に低濃度のサンプルを抽出し、第 2 値の測定と校正を行います。

標準液添加法による校正
汚泥のパラメータが安定した傾向にある場合には、硝酸濃度の低いサンプルで校正を行い、その後で標準液をサンプルに追加することもできます。

Endress+Hauser

1.

バケツなどで比較的大量にサンプルを抽出し、その一部を用いて比色分析を行います。

2.

センサの比色測定の値を校正します。

207

校正

Memosens

3.

標準液をサンプルに添加し、ラボ値を特定します。

4.

センサの標準液が添加されたサンプルのラボ値を校正します。

不正確な測定の防止：• 飲用水には高濃度の硝酸が含まれている場合があるため、空実験値には適していません。空実験値には脱イオン水を用いてください。
• 校正の際にはサンプルが均質であるかを確かめてください。
• 校正の際には、硝酸が残留することを防ぐため、低濃度から始め、次第に濃度を高めます。
• 校正の後は、センサを洗浄し乾燥させます。キュベット間隙に測定物の残りがないことを確かめてください。このようにすることで、別のサンプルが混ざったり、硝酸の濃度が変動したりすることを防止できます。

19.12.1 校正のタイプ
変更できない工場出荷時校正とは別に、センサにはプロセス校正の保存または対応する測定点（アプリケーション）に合わせて調整するための 6 つの追加データレコードがあります。各データレコードには最大 5 種類の校正点を保存することができます。
当該アプリケーションでの測定に適合させるため、センサにはさまざまなオプションが用意されています。
• 校正または調整（1～5 点）• ファクタの入力（固定ファクタによる測定値の乗算）• オフセットの入力（測定値に加算または測定値から減算する固定ファクタ）• 工場出荷時校正データセットの複製
1 点校正または多点校正校正のために測定液からセンサを取り出さないでください。アプリケーション内で直接センサを校正することが可能です。
1.

校正する場合は、キュベット内に付着物の汚れがないように注意してください。
センサのキュベット内を洗浄します（汚れや付着物を取り除きます）。

2.

校正を実施する場合は、キュベット内に測定物が完全に充填されるように、セン
サを測定物に浸漬させます。
 浸漬中は、気泡や空気溜まりがキュベット内に入らないようにします。
• 校正テーブルで実測値と設定値を編集できます（左右の列）。
• 必要に応じて、測定物で測定せずに校正値ペア（実測値と設定値）を追加することもできます。

19.12.2 硝酸
工場出荷時校正
センサは出荷時に校正されています。
そのため、硝酸センサは追加的な校正を行わなくても、浄水の測定に幅広く用いることができます。
工場校正は 20 の校正点に基づいて実施され、生産時に 3 点で調整されます。工場出荷時の校正はいつでも読み出すことができますが、消去することはできません。1 点および 2 点校正（ユーザー校正）は、この工場校正に基づいて実施されます。
校正原理
校正点間は直線補間されます。

‣ 校正データレコードに意味を持つ便利な名前を付けます。
たとえば、そのデータレコードが基づいていたアプリケーションの名前を含めることが可能です。これにより、さまざまなデータレコードの区別が容易になります。
208

Endress+Hauser

Memosens

校正

ラボにおけるリファレンス値の特定
1.

測定物の代表的なサンプルを採取します。

2.

たとえば、DIN 38402 に準拠してサンプルを直ちにフィルタ処理（0.45 µm）するなど、サンプル内の硝酸還元プロセスがそれ以上進行しないように適切な措置を講じてください。

3.

ラボ方式でサンプルの硝酸濃度を特定します（例：キュベット試験を用いた比色分析法、DIN 38405 Part 9 に準拠した標準的な手法）。

センサの校正と調整
センサを校正する場合は、ラボ測定値を特定するために使用したものと同じ測定物サンプルまたは一連のサンプルを使用します。一連のサンプルは純粋な標準液にすることも可能です。
一般的な校正手順を以下に示します。
1.

データレコードを選びます。

2.

センサを測定物に浸漬します。

3.

校正時に、測定物が十分に均質化されていることを確認します。

4.

測定点で校正を開始します。

5.

1 点のみを校正する必要がある場合：
校正データを受け入れることにより、校正を終了させます。
 そうでない場合は、次のステップを継続します。

6.

2 つ目の測定点のサンプルに原液を追加します。

7.

測定値を特定します。

8.

ラボ測定値と追加された濃度から基準値を計算します。

9.

必要な校正点の数（最大 5 つ）に達するまで、前の手順を繰り返します。

残留物による不正確な校正の防止：• 必ず低濃度で校正した後に、高濃度で行います。
• 測定後は毎回、センサを洗浄し乾燥させます。
• センサ間隙や圧縮エアの接続開口部から測定物の残りを確実に取り除いてください（例：次の校正液で洗い流す）。
変換器での校正

Endress+Hauser

1.

CAL：センサを選択し、その校正メニューを開きます。

2.

データセット：データレコードを選択します。有効なデータレコードを選択しな
いでください（データレコード名の前のマークで識別可能）。

3.

データセット名：データレコードに名前をつけます。

4.

単位：単位を選択します。ラボ値と同じ単位を使用します。

5.

校正開始：第 1 測定点（最低濃度）を記録するための指示に従ってください。
 安定した測定値になると、サンプルの設定ポイント（ラボ値）を求められます。

6.

：設定値を入力します。

7.

他の値を追加するか（次の最高濃度、 次の校正を行ってください）、または校正を終了してデータを取り込むか（校正データを取り込みますか？）。

8.

必要な測定点をすべて求めます。

9.

最後の測定点を求めたら：データを取り込みます。
 データレコードが有効かどうかを知らせるメッセージが表示されます。

209

校正

Memosens

10. プロンプトに応答して OK。
 記録したばかりのデータレコードをアクティブにしたいかどうかを求められます。 OK を選択すると、測定値が新しい校正関数に基づいて計算されます。
データレコードはまだ編集することができます。
データレコードをアクティブにしたら、セットポイントしか変更できません。それ以降、測定点を削除することはできません。
ESC を押すことにより、いつでも校正をキャンセルできます。その場合、データはセンサの調整に使用されません。
データレコードの編集
有効なデータレコードに係数またはオフセットを適用できます。この係数またはオフセットの特定には、リファレンス測定を使用します。また、有効なテーブルを編集または拡張して校正点を追加することもできます。
編集オプション：• オフセット編集• ファクタを編集• テーブル編集• 校正開始• 校正点を代用
オフセット編集1.
2.

オフセット：リファレンス測定からオフセットを入力します。
校正データを受諾。

ファクタを編集1.
2.

校正係数：測定値とリファレンス値から算出した係数を入力します。
校正データを受諾。

テーブル編集
データレコードが現在有効であることを示す警告が表示されます。この警告を確認してから操作を続行してください。
1.

OK：値を調整します。

2.

SAVE を選択します。

校正開始
データレコードが現在、測定用として有効であることを示す警告が表示されます。校正点を追加すると、無効なデータが生成される場合があります。続行すると、現在の測定用として工場校正が自動的に有効になります。
1.

OK：校正点を追加します。

2.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

3.

：設定値を入力します。

4.

校正点を追加するか、または校正データを受諾。

校正点を代用有効な校正点を代用することができます。
1.

校正を開始するかどうかを尋ねるプロンプトに応答して OK。

2.

センサを校正液に浸漬し、測定値が安定化するまで待機します。

3.

代用する校正点を選択します。

4.

210

校正データを受諾。

Endress+Hauser

Memosens

校正

データレコードの複製
この機能により、既存の校正データレコード（例：工場校正）を編集することができます。
適切なデータを入力することで、コピーされたデータレコードのオフセットを設定した
り、表を使用して公称値を変更したりできます。これにより校正を必要とせずに、認識しているプロセスの変更条件にすばやく、簡単に反応できます。
1.

データセットの複製：機能を開始します。

2.

複製するデータレコードを選択します。

3.

保存場所を選択し、複製するレコードの名前を入力します。
 データレコード用に利用可能スペースをすべて使用してない場合にのみ記録を複製できます。利用可能なスペースがない場合は、まずデータレコードを削除してください。

次のことができるようになります。
• 新しいデータレコードのオフセットを設定する• テーブル編集機能を使用して個々の校正点の公称値を変更する
4.

変更したデータレコードをアクティブなデータレコードとして使用したい場合：
設定/入力メニューを開きます。

5.

アプリケーションで新しいデータレコードを選択します。

19.12.3 温度調整

Endress+Hauser

1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

メニューを開きます：CAL/<センサタイプ>/温度調整。

3.

センサをプロセス測定物に残した状態で、センサによって温度測定が開始されるまで OK をクリックし続けます。

4.

別の計測の基準温度を入力します。絶対値またはオフセットを入力できます。

5.

新しいデータが承認されるまで、 OK をクリックし続けます。
 これで温度調整は終了です。

211

校正

Memosens

19.12.4 校正中のエラーメッセージ
表示メッセージ

原因と考えられる改善策

校正データセットが無効です
新たに校正を開始しますか？

校正ポイントが妥当ではありません。

測定値安定化のための基準を満たしませんでした
直前のステップを繰り返しますか？

校正は中断されました
センサをプロセスへ戻す前に洗浄してください（ホールドは解除されます）

1.

再度校正してください。

2.

校正容器内のセンサの位置（固定位置、壁効
果、気泡など）を確認します。

3.

測定液が完全に混合されていることを確認します（例：電磁攪拌機を使用）。

4.

校正液を交換します。

5.

汚れたセンサを洗浄します。

測定値または温度が不安定です。そのため、安定性の基準を満たしません。
1.

校正中温度を一定に保ちます。

2.

校正容器内のセンサの位置（固定位置、壁効
果、気泡など）を確認します。

3.

測定液が完全に混合されていることを確認します（例：電磁攪拌機を使用）。

4.

汚れたセンサを洗浄します。

5.

安定条件を調整します→  91。

ユーザが校正を中断しました。

19.13 スペクトロメータ
Memosens Wave CAS80E の取扱説明書、BA02005C
校正は、必ずアプリケーションに応じて異なります。現場校正の場合は、工場校正されたスペクトロメータをより正確にプロセスに適合させることが可能です。予想される測定範囲の上限および下限となる校正点を使用してください。これにより、測定の分解能と精度が向上します。
1.

L 警告
鉱酸
苛性やけどにより死亡または重傷を負う危険があります。
‣ 目を保護するために保護メガネを着用してください。
‣ 保護手袋および適切な防護服を着用してください。
‣ 絶対に目、口、皮膚に接触しないようにしてください。
校正の前に光学窓を洗浄してください（5～10% H3PO4 または 5～10% HCl または
5～10% H2SO4 を使用）。

212

2.

スペクトロメータの校正点のサンプルとして、同じ場所で同時にリファレンスサ
ンプル（ラボサンプル）を採取してください。

3.

硝酸リファレンスサンプルには、以下が適用されます。
0.45 μm のフィルタ（例：ろ紙またはシリンジフィルタ）で、サンプルを直ちにろ過します。理由：サンプルに微生物が残っていると硝酸濃度が急速に変化するため。

4.

ラボでサンプルを迅速に測定できない場合：
H2SO4 を使用してサンプルを pH < 2 に調整し、この方法で保存します。

5.

工場校正により、必要な測定範囲内において許容される精度レベルが示されているか確認してください。

Endress+Hauser

Memosens

校正

6.

工場校正が原因でスペクトロメータの性能が十分でない場合：
ファクタ校正を実施します。

7.

ファクタ校正が原因でスペクトロメータの性能が十分でない場合：
オフセット校正を実施します。

8.

ファクタ校正および/またはオフセット校正を使用できない場合、または十分でない場合：
校正テーブルを入力します。

パラメータの校正
1.

CAL/チャンネル番号 濁度/SS/濁度/SS/アプリケーション校正

2.

データレコードを選択します。工場校正が事前に選択されています。

3.

校正するパラメータおよび関連する単位を選択します。

4.

校正タイプを選択します：ファクタを編集、オフセット編集 または Calibrationtable

19.13.1 ファクタを編集
この校正タイプは、必要な測定範囲全体において、ラボ測定値とセンサ測定値間で固定係数が適用される場合に使用できます。
1.

CAL/チャンネル番号 濁度/SS/濁度/SS/アプリケーション校正/ファクタを編集

2.

校正係数：係数を入力します。

3.

校正データを受諾
 選択したパラメータの新しい係数が保存されます。

19.13.2 オフセット編集
この校正タイプは、スペクトロメータがラボ測定値から逸脱する場合に使用できます。
必要な測定範囲全体に、この偏差が適用される必要があります。
1.

CAL/チャンネル番号 濁度/SS/濁度/SS/アプリケーション校正/オフセット編集

2.

オフセット：値を入力します。

3.

校正データを受諾
 選択したパラメータのオフセットが保存されます。

19.13.3 Calibration table
この校正タイプは、ファクタ校正および/またはオフセット校正が十分でない場合に役
立ちます。
1.

CAL/チャンネル番号 濁度/SS/濁度/SS/アプリケーション校正/Calibration table

2.

INSERT：測定値と基準値を入力して、校正点を指定します。

3.

この方法で最大 6 つの校正点を入力します。

4.

SAVE
 テーブルが有効な場合、選択したパラメータの校正データが保存されます。

19.13.4 レファレンススペクトラム取得（ゼロ校正）
ゼロ校正は、計算の基準となるリファレンス校正です。スペクトロメータは、超純水でゼロ校正が実施された状態で出荷されます。

Endress+Hauser

1.

スペクトロメータを洗浄します。

2.

超純水のスペクトルを記録します：CAL/チャンネル番号 濁度/SS/濁度/SS/レファ
レンススペクトラム取得
213

校正

Memosens

3.

ディスプレイの指示に従います。

19.13.5 温度調整
1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

CAL/チャンネル番号 濁度/SS/温度.
 2 つのオプションがあります：オフセット編集 または 校正開始

3.

リファレンス測定に対するセンサ値の偏差のみを入力したい場合：
オフセット編集：リファレンス測定に対する偏差（K）を入力します。

4.

基準温度の入力により温度センサを調整する場合：
校正開始/OK

5.

センサをプロセス測定物内に残したまま OK を選択します。
 センサによる温度測定が開始します。

6.

別の測定で取得した基準温度を入力します。

7.

継続 および OK（数回）
 これで温度調整は終了です。

19.14 蛍光19.14.1 校正のタイプ
センサは工場出荷時に事前校正されています。追加の校正は必要なく、すぐに使用できます。
以下の校正が可能：• 校正• 認定された固体リファレンスを使用した現場校正• 製造者による再校正• アプリケーション調整• 値テーブル（1～6 点）を介してリファレンスサンプルを使用した校正または調整• 係数の入力（定数係数による測定値の乗算）• オフセットの入力（測定値への一定値の加算/減算）

19.14.2 固体リファレンス
センサは、工場出荷時に分解能 MEPC 259(68) に準拠して調整されています。
1.

MEPC 259 (68) 基準に準拠するよう、固体リファレンスを使用してセンサを定期的に校正します。

2.

必要に応じて、固体リファレンスを使用してセンサを調整します。

検査および再校正のため、4 年ごとに機器を製造者に返送することを推奨します。
工場校正中に、固体リファレンスがセンサに適合されます。固体リファレンスは、このセンサでのみ使用できます。そのため、固体リファレンスとセンサは相互に恒久的な割り当てとなります。
固体リファレンスを使用して、センサの機能的整合性を確認できます。センサの校正や調整を行うことが可能です。調整は、校正後に変換器によって自動的に実行されます。
固体リファレンスによって示されるリファレンス値が、センサの調整に使用されます。

214

Endress+Hauser

Memosens

校正A0046813

 34

固体リファレンス

固体リファレンスによる校正

L 注意
センサを取り外す場合の高圧および高温けがに注意！
‣ プロセス圧力およびプロセス温度に注意してください。
‣ プロセス圧力が上昇している場合は、センサを取り外す前にプロセス圧力を下げてください。このために、現場で取り付けられた手動バルブを使用してください。

L 注意
測定物の漏れ負傷する恐れ、および衣服や機器を損傷する危険があります。
‣ ホルダの流入口と流出口が遮断されていることを確認してください。
‣ 校正を実施する前に、自動洗浄がオフになっていることを確認してください。
注記
結露や汚れは、不正確な校正結果の原因になります。
‣ 事前にセンサと光学窓を十分に洗浄してください。
‣ センサの結露を防止してください。
‣ センサの周囲条件、特に周囲温度範囲に注意してください。
変換器設定の詳細については、変換器の取扱説明書を参照してください。
校正する場合は、以下の条件に注意してください。
• センサまたは固体リファレンスに結露がないこと• センサおよび固体リファレンスの温度が安定していること• 周囲温度範囲に準拠していること• 光学窓の汚れが落とされていること
校正開始

Endress+Hauser

1.

変換器で 校正 を選択します。

2.

蛍光センサを選択します。

3.

Fluorescence を選択します。

4.

Solid state reference を選択します。

5.

変換器の指示に従ってください。

215

校正

Memosens

空気中での機能チェック：‣

注記
光学窓の前に物体や衣服があると、不正確な測定値になります。
‣ 機器から十分な距離を保ってください。
‣ センサの下にあるものはすべて取り除いてください。

1

A0048475

1

フリースペース

センサをフリースペース内で保持します。
空気中での機能チェックの失敗：
1.

再度、光学窓を洗浄します。

2.

測定手順を繰り返します。

3.

何回か洗浄しても測定値が指定された制限の範囲外になる場合は、センサを最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店に返送してください。

固体リファレンスを使用した校正プロセスが完了すると、以下のステータスになります。
• 校正が正常に完了
測定値は示された限界値の範囲内であるため、自動調整は必要ありませんでした。
• 校正が正常に完了、自動調整を実施
測定値が限界値を超過していました。自動調整により正常に補正されました。
• 校正は失敗、自動調整は未実施
測定値が限界値を超過しています。自動調整は実施できませんでした。そのため、機器は MEPC に準拠した使用ができなくなりました。

‣ 校正に失敗した場合は、センサを弊社営業所もしくは販売代理店に返送してください。

19.14.3 Factor/Offset
Data input (factor)「係数」機能を使用すると、定数係数による測定値の乗算が可能です。この機能は 1 点
校正の機能に対応します。
例：
このタイプの調整は、測定値が長期間にわたってラボ値と比較され、ラボ値（目標サンプル値）に対してすべての値が定数係数分（例：10%）低すぎる場合に選択できます。
たとえば、係数 1.1 を入力すると値が調整されます。

216

Endress+Hauser

Memosens

校正

y

b

6
a
5

f = 1.1

4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

x
A0039329

 35
x
y
a
b

係数校正の原理

測定値
目標サンプル値
工場出荷時校正
係数校正

数値入力 (オフセット)「オフセット」機能を使用すると、測定値が一定量分オフセットされます（加算または
減算）。
y

b

6
a

5
4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

x
A0039330

 36
x
y
a
b

オフセットの原理

測定値
目標サンプル値
工場出荷時校正
オフセット校正

19.14.4 Calibration table
この校正タイプは、ファクタ校正および/またはオフセット校正が十分でない場合に役
立ちます。
1.

Endress+Hauser

CAL/チャンネル番号 Fluorescence/Fluorescence/Calibration table/
集

テーブル編

217

校正

Memosens

2.

INSERT：測定値と基準値を入力して、校正点を指定します。

3.

この方法で最大 6 つの校正点を入力します。

4.

SAVE.
 テーブルが有効な場合、選択したパラメータの校正データが保存されます。

19.14.5 温度調整
内部温度センサの測定値をリファレンス測定に調整します。
1.

別の測定手段（精密温度計など）を使用してプロセス測定物の温度を求めます。

2.

CAL/チャンネル番号 Fluorescence/温度/オフセット編集.

3.

リファレンス測定に対するセンサ測定値の偏差（K）を入力します。

4.

校正データを受諾.
 これで温度調整は終了です。

19.15 校正アクセサリ
19.15.1 Memobase Plus
Memobase Plus CYZ71D• ラボ校正をサポートする PC ソフトウェア• センサ管理の可視化とドキュメンテーション• センサ校正のデータベース保存• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cyz71d
技術仕様書 TI00502C

19.15.2 pH 校正標準液
Endress+Hauser の高品質標準液 - CPY20
DIN 17025 に準拠した DAkkS（ドイツ認定機関）認定ラボで DIN 19266 に準拠して、PTB（ドイツ連邦物理技術研究所）の一次標準物質または NIST（米国国立標準技術研
究所）の標準物質を基準にしたものが二次標準液として使用されます。
製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cpy20

19.15.3 ORP 標準液
ORP 標準液 CPY3
• 220 mV、pH 7• 468 mV、pH 0.1
製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cpy3

19.15.4 導電率校正液
導電率校正液 CLY11
ISO 9000 に準拠した導電率計測システムの認定校正用の NIST 標準物質（SRM）に基づ
く高精度溶液CLY11-B、149.6 μS/cm（基準温度 25 ℃（77 °F））、500 ml（16.9 fl.oz）
オーダー番号 50081903
技術仕様書 TI00162C

218

Endress+Hauser

Memosens

校正

19.15.5 溶存酸素
COY8
溶存酸素センサおよび殺菌センサ用のゼロ点ゲル• 殺菌剤を含まないゲル（溶存酸素測定点および殺菌測定点の検証、ゼロ点校正、調整用）• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/coy8
技術仕様書 TI01244C
校正容器• COS61D/61 用• オーダー番号：51518599

19.15.6 殺菌
フォトメータ• 塩素および pH 値測定用のフォトメータ
• オーダー番号：71257946

19.15.7 ISE および硝酸
CAY40• アンモニウム、硝酸、カリウム、塩素用の標準溶液• 注文情報：www.endress.com/cas40d の「アクセサリ/スペアパーツ」

19.15.8 硝酸
硝酸標準溶液、1 リットル
• 5 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V10C05AAE• 10 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V10C10AAE• 15 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V10C15AAE• 20 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V20C10AAE• 30 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V20C30AAE• 40 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V20C40AAE• 50 mg/l NO3-N、オーダー番号：CAY342-V20C50AAE

19.15.9 SAC
KHP 標準液
CAY451-V10C01AAE、1000 ml 原液 5000 mg/l TOC

Endress+Hauser

219

索引

Memosens

索引
I

カ

ISE
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
校正アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
測定変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 144

L

LED 設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

O

ORP 標準液 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

P

pH 標準液 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
pH/ORP
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 138

S

SAC
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
校正アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 142

ア

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

イ

インピーダンス監視 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
飲用水濁度
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 125
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 124
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 125
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

エエアセット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

220

界面
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
タンク設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 143
稼動時間リミット値
ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
pH/ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
飲用水濁度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76, 125
キャップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
導電率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

キ機器固有の診断メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

ケ

蛍光
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
信号処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
測定液補償 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ハードウェアリミット . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 145
警告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

コ

校正
ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
スペクトロメータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
導電率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
校正設定
ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
pH/ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Endress+Hauser

Memosens

飲用水濁度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 124
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
校正の監視
導電率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
固体リファレンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

サ

索引

シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5ス

推奨値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
スペクトロメータ
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
測定時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 145
スロープ校正殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

殺菌
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
校正アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
校正のタイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
測定液および温度補償 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
分極 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 141
リファレンス測定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
酸素点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
サンプル校正溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
残留結合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

製薬用水 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
設置係数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 176
セル定数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 175
ゼロ点校正
殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
センサ固有の診断メッセージ . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
センサ状態チェック（SCC） . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
センサ情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
センサチェックシステム（SCS） . . . . . . . . . . . . . . . 18

シ

タ

硝酸
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
校正アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 142
信号処理
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
診断設定
ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
pH/ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
飲用水濁度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 125
界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
導電率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
診断メッセージ
可能な設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
機器固有 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
センサ固有 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Endress+Hauser

セソ

測定フィルタ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
測定変数 ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
濁度と固形物
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 142
タンク設定 界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

テ

電解液カウンター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ト

動作モード . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
導電率
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
校正の監視 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 139
導電率校正液 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

221

索引

Memosens

ニ入力
ISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
pH/ORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
飲用水濁度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
殺菌 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
硝酸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
スペクトロメータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
全般 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
濁度と固形物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
導電率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
溶存酸素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ハハードウェアリミット
蛍光 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

フファーメンタスケーリング . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
フラッシュレート . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 97
プロセスチェックシステム（PCS） . . . . . . . . . . . . . 21
分極補償 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

メ

メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . . . . 138
メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

ヨ

溶存酸素
稼動時間リミット値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55
基本設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
校正 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
校正アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
校正設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
診断設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
単位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
追加セットアップ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
電解液カウンター . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
メッセージのないプロセスエラー . . . . . . . . . . 140

222

Endress+Hauser

*71573135*
71573135

www.addresses.endress.com