Compact Automatic Cell Culture Apparatus

MakCellの主な仕様
消耗品

本体

培地チューブセット

サイズ

W746×D682×H1000(mm)●500mL／1000mL ボトル供給用チューブセット

重さ100kg

セット内容

電源

AC100V

供給用チューブ（ディスポーザブル）15本：電子線滅菌済
GL-45 培地供給ボトルキャップ（オレンジ）3個：未滅菌※※ご使用の際はオートクレーブなどで滅菌ください。

10A

50/60Hz

6.5インチ液晶タッチパネル

送液型式

ペリスタリックポンプ

MC-DT-500／MC-DT-1000

培地冷却方式

推奨交換頻度ペルチェ素子培養終了毎

ボトル

Corning ストレージボトル
500mL(431532) ／ 1000ｍL (431533）

ノズル

オートクレーブ滅菌対応

送液

ペリスタリックポンプ

ボトル

汎用広口ボトル（GL-45）

ノズル

オートクレーブ滅菌対応

清浄方式

庫内循環式HEPAフィルター

清浄度

ISOクラス5（クラス100）相当●廃液用チューブセット

温度制御方式

専用比例制御セット内容

温度表示方式

デジタル表示式 (表示精度 0.1℃)

加熱方式

エアージャケット方式

廃液用チューブ（ディスポーザブル）15本：電子線滅菌済
GL-45 廃液ボトルキャップ（ブルー）3個：未滅菌※※ご使用の際はオートクレーブなどで滅菌ください。

デジタル表示式 (表示精度 0.1%)

型式

CO２濃度表示方式

MC-ST

水トレイによる自然蒸発方式／90%RH以上

推奨交換頻度加湿方式/湿度

培養終了毎

テーブル仕様上下2段同期回転テーブル

ディスプレイ
供給ライン

３台

廃液ライン

供給用チューブ（低吸着・ディスポーザブル）
15本：電子線滅菌済
GL-45 培地供給ボトルキャップ（オレンジ）3個：未滅菌※※ご使用の際はオートクレーブなどで滅菌ください。

型式

MC-DT-CF-500／MC-DT-CF-1000

推奨交換頻度

培養終了毎

インキュベータ部

消耗品＜対応容器＞
・Φ60ｍｍディッシュ／Φ100ｍｍディッシュ
・6-wellプレート／12-wellプレート／
24-wellプレート

初回付属品• 制御用ノートPC

1式• 培地ボトル1個• 廃液ボトル1個• 専用金属ノズル（シリコンキャップ付）[型式 : MC-NZ］

6個• 供給用ペリスタリックポンプ（オレンジ）3個• 廃液用ペリスタリックポンプ（ブルー）3個• 供給用チューブセット［型式 : MC-DT-500／MC-DT-1000※］※購入時選択1式• 廃液用チューブセット ［型式 : MC-ST］

1式• 培地供給ボトルキャップ用エアーベントフィルター1個• 保冷部専用 500ｍLボトル用スペーサ―

3個• 保冷部専用カバー

3個• 廃液ボトルラック

1個• 加湿用金属トレイ

1個• 電源ケーブル（２ｍ）

1本• LANケーブル（２ｍ）

1本〒567-0086 大阪府茨木市彩都やまぶき2-5-38
E-mail : info@j-tec.co.jp

セット内容

３台

＜収納枚数＞
最大24枚※マルチウェルプレートは最大12枚収容可能株式会社●500mL／1000mL ボトル供給用チューブセット（低吸着）

卓上型自動 培 養 装置

MakCell

快適な環境下で培地交換を自動化

・・・・
・・・・
〜 培地交換は、 マカセル に おまかせ〜

その他●培地供給ボトルキャップ用エアーベントフィルター
販売数量

15個単位

型式

MC-FL

●HEPAフィルター
販売数量

1個単位

型式

MC-HF

推奨交換頻度

年に1回

お問い合わせは（営業直通）

072-655-2786※定期点検（オプション）時に交換

販売代理店

受付時間：土、日、祝日及び当社指定定休日を除く、9時〜17時30分■その他記載されている会社名、製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。■製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のために実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社

・・・・
細胞培養をマカセル新しいパートナー

ディンプルプレートの培地交換

培養評価

卓上型自動培養装置

播種からコンフルエントまで MakCell を使っても、一般的な手での操作と同等の培養結果が得られた

慎重な操作が必要なディンプルプレートの培養も MakCell を使うと、サイズのそろったスフェロイドが得られた
MakCell

Hand-operated
Compact Automatic Cell Culture Apparatus

Hand-operated

増殖率（培養6日目）

MakCell
Spheroid（n）

1401201008060405005004004003002001002000Handoperated

ヒトiPS細胞 (培養6日目)

MakCell

Spheroid（n）（%）
16060120

180 240 300 360
Diameter (µm)

300
200100042060120180

240

300

360

420

Diameter (µm)
［データ提供］大阪大学工学部 植村特任教授

マカセルの特徴● インキュベーター HEPAフィルター搭載❶❷ タッチパネル●

CO₂インキュベーター内で自動培地交換

庫内の温度やCO₂濃度を大きく表示

CO₂濃度や温度、湿度などの環境変化による細胞へのストレスを軽減
培地交換時の培養容器移動（振動）による細胞へのダメージ軽減（ディンプルプレートについても適用可能）

0.5µｍ微粒子(個/ｍ3)

コンタミネーションに配慮した設計
HEPAフィルター付庫内循環により「ISOクラス5」相当の清浄度環境下
培地交換後に接液した廃液ノズルを洗浄することで、清潔をキープ※培地供給ノズル及び廃液ノズルは、次回チューブ交換まで同じものを使用❸●

MakCell庫内環境
ISOクラス5基準ライン
MakCell設置部屋環境（装置外気）

装置
扉開

1

Point 交換忘れを防止❺ PCでの簡単な操作で●培養スケジュール管理可能❸ 培地３種類同時搭載可能●（保冷機能付き）

2 3 4 5 6 7 8 9 10
扉閉からの経過時間(min)オレンジキャップ

同時に３種類の培地をセットでき、培地の異なる培養もこの１台で可能

最大50の培養が登録可能
1日と1週間の実行予定スケジュールを一覧で確認可能

装置上部には保冷部を搭載しており、いつまでも新鮮な培地を供給

多種の培養容器を同時に運用
・ ウェルプレート：6-well／12-well／24-well

配置イメージ

目線の高さで廃液量が確認しやすく❷●「ディッシュ」「マルチウェルプレート」両方使用可能• ディッシュ：Φ60㎜／Φ100㎜

ブルーキャップ

広口メジュームびん（１L）最大3本収納可能

マニュアル操作はタッチパネルで実行※培養スケジュールはPCで設定❹●

粒子径分布測定

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

❹ 培地廃液ボトル●❶●

角型培地保存ボトル（PET製）最大3本収納可能
標 準

庫内収納イメージ

Corning ストレージボトル 500mL/1000mL
オプション

上段

Corning ストレージボトル250mL 対応可能

▲ スケジュール一覧

培地不足防止対策

❺
●

下段

Point

• 500mLボトル 100mLラインで点滅• 1000mLボトル 200mLラインで点滅▲ 6-wellプレート廃液中
ディッシュのみ
最大24枚
12枚×2段ディッシュ・プレート混載
最大24枚
各6枚×2段

Point

培地交換動画1

ノズル洗浄レシピ登録

ボトルを30°傾けた状態で収納• ボトルの取出しが簡単• 培地の吸い残しが少ない▲ 容器収納状況一覧

OptionWork Flow
チューブ・培地をセット

お知らせランプ点滅機能付き（保冷部通電時はランプ点灯）

2

培養容器の種類及び設置場所の登録

3容器毎に交換する培地量及びスケジュールの登録
ノズル洗浄レシピ選択

4

スケジュール通りに自動で培地交換を実行

メール通知機能低酸素雰囲気下での培地交換可能

クリーンブース

培地交換開始／終了／エラー時• 大気（酸素濃度21%）にさらすことなく、低酸素をキープした環境で培地交換• コンタミネーション
リスクを大幅に低減• 酸素濃度条件をコントロールすることで、細胞の特性評価に貢献• 作業性の向上• 休日や勤務時間外でも稼働状況が把握でき安心• 設定で通知項目を選択可能