CERI クロマト News

技術情報をお届けします !
2021年春号

新製品情報

L-column3 に新製品が仲間入り！ 新アプリケーションデータ「有機EL材料」 いますぐリーフレットをご覧ください！

■ セミナー・学会・展示会情報 オンライン開催

詳細は学会ホームページでご確認ください。

第69回質量分析総合討論会
会期: 2021年5月19日(水)～5月21日(金)■ オンライン企業展示 5月12日(水)～会期終了まで zoomミーティングは会期中のみ
カラム最新情報とプロテオーム解析・リピドーム解析を紹介しています。
■ ポスターセッション 5月21日(金) 事前のチャットボックスからの質問や、コアタイムでのzoomミーティングが利用できます
3P-30 LC-MS/MSにおけるプルームの形状が検出感度へ及ぼす影響
第81回分析化学討論会
会期: 2021年5月22日(土)～5月23日(日)■ 一般講演ポスターP会場(P2015) 5月23日(日)■ 新製品情報 2021年5月 新発売予定

New

高耐圧カラム L-column3 HP type High Pressure type50 MPaの耐圧性を兼ね備えた L-column3 がラインアップに加わりました。高性能・耐アルカリ性(使用pH: 1～12)は従来品と同等です。
長さ充填剤
L-column3 C18, 粒子径 3 μm

内径Cat.No./価格

100 mm

150 mm

250 mm

2.1 mmCat.No.

8711708710208712203.0 mmCat.No.

871330871260871320価格

67,00072,00089,0004.6 mmCat.No.

871180871070871080価格

65,00075,00092,00050 MPa

最大使用圧力そこで、これまで培ったL-column シリーズの充填技術を駆使し、最大使用圧力を引き上げることに、成功したのです。

なぜ、高耐圧？なぜ、粒子径3 μm？
Fig.1をご覧ください。2 μmには及びませんが3 μmもそこそこ最適な流量範囲が広いので「高流量で使いたい」という要望が多いのです。それに3 μmの方が、カラムサイズが豊富で選びやすいのです。

高いカラム圧力でも大丈夫、高耐圧カラムが誕生！その名も「HP type (ハイプレッシャータイプ/エイチピータイプ)」

メタノール/水系の溶離液では、HP typeは非常に有効です。

最適線速度域
3 μm (1.5 mm/sec～)

15

おお～!
60

2 μm (2 mm/sec～)
10500

１２３4
線速度 (mm/sec)

250 mm L.
150 mm L.
メタノール

50
圧力 (MPa)

HETP (Naphthalene, μm)2050 MPa

従来品30 MPa

従来品25 MPa

システム圧(カラムを非装着時の圧力)を含みません。

56[Analytical conditions]
Column: C18; Size: 2.1 mm I.D.×50 mｍ L.
Eluent: CH3CN/H2O (50/50); Temp.: 25℃

Fig.1 各粒子径の van Deemter プロット
ところが、3 μmは使用上限のカラム圧が低い…。
確かに、メタノール/水系の溶離液で使っていたら、1mL/minも流せない…カラム圧力が高くて使いにくかった。

最大圧力

HP type

4030

最大圧力

従来品

20100(150ｍｍ L.)

250 mm L.
150 mm L.
アセトニトリル
00.5

11.5
2流量 (mL/min)

2.5

3[Analytical conditions]
Column: L-column3 C18, 3 μm, HP type; Size: 4.6 mm I.D.
Eluent: CH3CN or CH3OH/H2O (60/40); Temp.: 25℃
System: Agilent:1260 Inﬁnity Ⅱ Prime

Fig.2 各溶離液と圧力の関係
Fig.2をご覧ください。内径4.6 mm, 長さ150 mm, 25℃
アセトニトリル/水(60/40)なら3 mL/min以上送液できます。NN圧力 (MPa)CH3HNNO

CH3NImatinib
イマチニブ
2 mg/mL

01020Time (min)501004080306020401020001020Time (min)HP typeを用いたイマチニブの分析例です。
イマチニブは分子標的治療薬として開発された抗がん剤です。

有機溶媒 (%)

NHN

グラジエント溶離法で行った結果、最大圧力は34 MPaでした。まだまだ使用圧力に余裕がありますね。

030

Fig.2と比べて、圧力が高めに思えるのですが…。
ここでの圧力は「LCシステム+カラム」の合計になります。
Fig.2は、LCシステムの圧力が低いので、ほぼカラム圧力を示しています。Fig.3は、LCシステムの圧力が高いので、全体的に高い値を示しています。

30[Analytical conditions]
Column: L-column3 C18, 3 μm, HP type
Size: 4.6 mm I.D. ×150 mm L. (Cat. No. 871070)
Eluent: A: CH3CN, B: 10 mM NH4CO3 in H2O
A/B, 25/75-55/45 (0-30 min)Flow rate: 1 mL/min; Temp.: 40℃; Detection: UV 260 nm
Inj. vol.: 5 μL
System: Waters AQUITY UPLC H-Class

細い配管を用いたり、配管が長い場合は、LCシステムの圧力が高くなり、実際のカラム圧力が分かりにくくなります。カラムを外した状態でLCシステムの圧力を把握しておきましょう。
は～い。

Fig.3 L-column3 HP typeを用いた分析(イマチニブ)

セミ分取カラム L-column3

New

L-column3 のセミ分取カラムのサイズに、内径20 mmと内径30 mmがラインアップに加わりました。
充填剤

内径10 mm

L-column3 C18
粒子径 5 μm
NewNew20 mm30 mm

長さCat.No.

価格

150 mm842510220,000円

250 mm842100280,000円

50 mm

842230180,000円

150 mm

842520340,000円

250 mm842120450,000円

150 mm

842830950,000円

スケールアップするとき、溶離液の流量と注入量は、どうすればいいの？
内径の断面積に比例して増やします。
内径4.6 mmを「1」としたとき…
・ 内径20 mm → 約20倍
・ 内径30 mm → 約40倍

L-column3 Application data
ホール輸送材料
有機EL素子は多層構造により構成されています。ホール輸送層(正孔輸送層)には耐熱性・耐久性に優れたトリフェニルアミン系の物質が用いられます。本アプリケーションではホール輸送材料をHPLCにおいて分析しました。

陰極

1. (E,E)-1,4-Bis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene←電子輸送層←発光層←ホール輸送層

OCH3CH3O
NN

OCH3

陽極基板

[Analytical conditions]
Column: L-column3 C18, 3 μm
Size: 2.1 mm I.D. ×150 mm L. (Cat. No. 811020)
Eluent: A: THF/CH3OH (50/50), B: 10 mM NH3 in H2O
A/B, 30/70 (0-1 min)-100/0 (10-15 min)Flow rate: 0.2 mL/min; Temp.: 25℃; Detection: UV 420 nm
Inj. vol.: 3 μL

アルカリ性溶離液としてアンモニア溶離液を用いることでカラムへの吸着を抑えられ、シャープなピーク形状を得ることができました。L-column3 はその他の有機EL素子や電子材料の分析にも応用することができます。

有機層(有機化合物)

1CH3O

2. (E,E,E,E)-1,2,4,5-Tetrakis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene
2

OCH3

OCH3NN
OCH3

CH3O

CH3O

0510Time (min)15

OCH3NN

OCH3

OCH3

リーフレット内容に関してのお問合せは、東京事業所クロマト技術部又は最寄りの取扱販売店までご連絡ください。

https://www.cerij.or.jp
ISO9001
GC用カラム及びHPLC用カラムの設計・開発、製造及び供給

東京事業所 クロマト技術部
e-mail chromato@ceri.jp

TEL 0480-37-2601 FAX 0480-37-2521〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地

クロマトグラフィー用カラム
L-column, G-column のページへⒸ2021 CERI, Japan 2021/04