操作ステップ
1 「ＢｉｏコートＣａ」の準備

歯科用シーリング・コーティング材

2 塗布・エアーブロー

3 光照射

5 仮封

アルコール綿球で未重合層を除去

印象採得後レジン系仮封材を使用する場合は、コーティング面に接 着することがあります。あらかじめ、「ウォッシャブルセップ」など水溶性分離材を塗布してからご使用ください。
ウォッシャブル セップ

照射時間

リキッド
1滴5秒

Caブラシ

「Ｃａブラシ」で「リキッド」を５秒以上撹拌・混合混合 液を10〜20秒間塗 布
後、5〜10秒間エアーブロー

BioコートCa （バイオコートシーエー）

4 未重合層の除去

Since1982

健 保 適 用臨床例

5 窩洞形成「BioコートCa」を20秒間塗布

10秒間エアーブロー

光照射5秒

バ イ オ ア ク テ ィ ブ モ ノ マ ー

未重合層の除去後、印象採得

分離材を塗布後、仮封仮封材の除去後、窩洞内を清掃

接着性レジンセメントでセラミックインレー装着

包装・価格
歯科用シーリング・コーティング材

BioコートCa セット
標準価格 ￥13,200
リキッド

1本 (3mL)

Caブラシ

1ケース(100本)

プラスチックダッペン

5枚

歯科の未来を創造する
サンメディカルのテクノロジー「BioactiveMonomer」は、ハイドロキシアパタイト様結晶生成の核となる機能性モノマー「C-MET」および「MDCP」の総称です。
「Amino-acid catalyst」は、親 水 性アミノ酸系重合開始剤です。
湿潤した歯質界面から優れた重合開始能を示す当社独自の技術です。

Since1982

リキッド

3mL ￥9,600「4-META monomer」は、良 質 な樹脂含浸層を形成する接着促進モノマーです。
「スーパーボンド」をはじめ多くの製品に採用しています。

Caブラシ

100本 ￥4,950

歯科用シーリング・コーティング材 BioコートCa（管理医療機器） 医療機器認証番号 230AKBZX00059000
歯科用分離材 ウォッシャブル セップ（一般医療機器） 医療機器届出番号 25B2X00005000005
歯科用象牙質接着材 スーパーボンド Dライナーデュアル（管理医療機器） 医療機器承認番号 21000BZZ00386000

容量 10mL

標準価格 ¥2,000■「BioコートCa」「Bioactivemonomer」「バイオアクティブモノマー」「スーパーボンド」「ウォッシャブルセップ」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「Dライナーデュアル」「ハイブリッドコート」はサンメディカル株式会社の商標です。
■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2023年11月現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売「BioコートCa 」の情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ →■発売（医療従事者様専用）

E461-01「BioactiveMonomer ® 」配 合 のシーリング・コ ー ティング 材

バイオコートシーエー

バイオアクティブモノマー「BioactiveMonomer ®」配 合 のシーリング・コ ー ティング 材「BioコートCa」は、歯質表面を薄く硬い被膜でコーティングし、形成後の歯質を外来刺激から守ります。
「Caブラシ」は、ハイドロキシアパタイト様結晶を生成すると言われている「BioactiveMonomer」が配合されているとともに、「親水性アミノ酸系重合開始剤」の効果により湿潤した環境でも高い接着性を示します。

外来刺激を遮 断
形成 後 の 生活歯をトータルに守る

しっかりコーティングし、冷水やビッカース硬さ（HV）

エアーによる刺激、清掃時の擦「BioコートCa」は、露出した象牙質表面に薄く、硬く、しなやかで丈夫なコーティング層を形成します。

過痛などさまざまな痛みの発生

BioコートCaを防止します。

当社ボンディング材

24

象牙質60

しっかりと浸透し、良質な樹脂含浸層を形成します。

象牙細管が開口した状態

コーティング被膜表面コーティング層（およそ3μm）

oatingC&ハイブリッドコートⅡ

98.8 98.0

20,000回

30,000回

90%

80%

0%

10,000回

ブラッシング回数（自社試験による）コーティング被 膜が硬 いため、長 期にわたって効果が持続します。

でコーティングした後、メチレンブルー溶液に浸漬し、割断面を観察しました。
その結果、「BioコートCa」で封鎖した部分からの色素侵入は認められませんでした。
コーティングあり コーティングなし（自社試験による）

Bioact親水性アミノ酸系重合開始剤＋
BioactiveMonomer

Ca2+
PO34

バイオアクティブモノマー「Caブラシ」には「C-MET ※1」と「MDCP ※2」を配合しています。

バイオアクティブモノマー「BioactiveMonomer ®」とは？

水分の多い環境下でも重合「MDCP※２」という新たな機能性モノマーの総称です。
「C-MET※１」
C-MET：4-METのカルシウム塩※１

この2種類の機能性モノマーが象牙細管内液などに含まれるイオン成分を引き寄せることにより、ハイドロキシアパタイト様の結晶を生成します。

「親水性アミノ酸系重合開始剤」が湿潤環境の歯質に対しても高い重合硬化性を示す

ive「BioactiveMonomer ®」がハイドロキシアパタイト様の結晶を生成









※2









高倍率で観察するとハイドロキシアパタイト様結晶を確認

多田ほか：石灰化誘導性モノマー配合コーティング材の象牙質封鎖特性 日本歯科保存学会2018年秋季学術大会（第149回）発表より健全象牙質



CMET配合コート材からの溶出カルシウムイオンが石灰化を促進することが確認された。
誘導された石灰化物は、ハイドロキシアパタイトであることが確認された。

大剤」を配合しています。
合・硬化し、良質な樹脂含浸層を形成します。

「Caブラシ」には「親水性アミノ酸系重合開始そ れにより水 分 が 存 在 する歯 質 界 面 から重MDCP：MDPのカルシウム塩「C-MET」配合のコーティング材は、北海道医療大学にて再石灰化誘導促進作用が報告されています。

拡

BioコートCa

98.9 98.5

支台歯形成した象牙質表面の左側のみに「BioコートCa」緊密に接着封鎖し、歯質を保護します。

レジンタグ

HAp

99.1 99.2

色素侵入試験

良質なコーティング被膜が象牙質を

HAp

BioコートCa
コーティング被膜「BioコートCa」コーティング表面に析出した結晶

テンポラリークラウンの着脱時や、支台歯の 清 掃 時 などに生じる物 理 的 な 刺 激を遮断します。

歯 質を保 護残存率100%※スーパーボンド Dライナーデュアル（自社試験による）「BioコートCa」でコーティングした状態

= Ca

HAp

Since1982

Sealin樹脂含浸層g55※

さらに、「4-META」配合の低粘性リキッドが象牙質に象牙質

歯ブラシ摩耗による被膜耐久性能の評価表面硬度の比較

硬くて 丈 夫 な 被 膜 が 象 牙 質を甕ほか：新規接着性モノマー CMET配合シーリングコート材の象牙質接着性および再石灰化誘導能
日歯保存誌５８（2）：143-156,2015

健全象牙質はもちろん、より水分を多く含む
う蝕影響象牙質に対しても、高い接着性を示う蝕影響象牙質

BioコートCaします。

象牙質に対する接着耐久性（微小引張接着強さ）µTBS（MPa）

試験条件

期

39 ± ８

37℃24hr
水中浸漬後

冷熱付加

44 ± 12サーマルサイクル（5℃⇔55℃）20,000回

初（自社試験による）水分を多く含む象牙質に対しても、高い接着耐久性を示します。