TAGARNO FHD PRESTIGE for Material
マイクロスコープに継続的に新しい技術を加えることによる品質管理の改善
最高総合倍率660倍

TAGARNO製のこの俊敏なマイクロスコープを使用すると、別の新たなマイクロスコープに投資することなく迅速かつ容易に最新技術へアップデートすることができます。 現在のTAGARNO FHDマイクロスコープを更新するには、Webから好みの機能を選択し購入するだけです。このように常に利用可能な最新かつ関連する機能を持つマイクロスコープを所有することになり、常に品質管理業務を支援するためのシステムに変更することができます。

TAGARNO FHD プレステージ デジタルマイクロスコープ

最高倍率での幅広いワーキングディスタンスを実現！
TAGARNO社製スタンドアローンタイプ外観検査用デジタルマイクロスコープは品質管理を簡単に！
射精

TAGARNO FHD PRESTIGE for Material
マイクロスコープに継続的に新しい技術を加えることによる品質管理の改善

首や腰に負担のかからない楽な姿勢で長時間作業が可能
アプリケーション

ライブビデオ

直径の測定

ポイントからポイントまでの長さの測定

角度の測定

優れた高品質の画像ドキュメントを入手
1080p画質、60 フレーム/秒、光学30倍ズームのTAGARNO社から提供されるデジタルマイクロスコープは、非常にシャープな画像を表示し、拡大対象物の品質をドキュメント化します。 カメラは拡大した対象物の干渉、遅延、歪みの無い正確な画像を提供します。
組み込まれたオートフォーカスと極めて高感度のライトセンサーが、どのような拡大レベルでも、被写界深度の強化された極めてシャープな画像を保証します。
高さの異なる対象物の高品質画像ドキュメントを作成する
フォーカススタッキング機能で、高品質のドキュメント画像を簡単に作成できます。対象物の上から下に、互いに異なるフォーカスの高さで自動的に画像を積み重ねて、画像のフォーカス領域がぼやけたり外れたりしない、１つの極めて超鮮明な画像を作成します。
優れた安定性により高倍率レベルを実現
レンズの選択に応じて、TAGARNO FHD プレステージは、24インチモニターで1.7倍～660倍まで拡大することができます。
安定性と優れた画質は、素晴らしい視野を獲得します。 これは、 最小ズームで従来の顕微鏡よりも大きな領域を見渡すことができることを意味しています。

簡単な文書作業の為にメモリースティックに画像を直接保存
USB 2.0 スロットを使用して、任意のUSBメモリースティックに直接画像を保存し、後でパソコンに画像を転送することができ、ドキュメントは迅速かつ簡単に会社の取引先と共有できます。
パソコン不要の計測実行
TAGARNO 社の測定アプリケーションを使用すると、ＦＨＤマイクロスコープから直接正確な測定を行うことができます。
測定を行うために、外付けパソコンは必要としません。コンピューター内蔵のこのデジタルマイクロスコープを使用するだけです。
簡単に保存し、共有した画像とビデオを検証
USB 3.0 を使用して、サードパーティー製ソフトウェアを使用して、同僚やビジネスパートナーに編集または配布するための非圧縮ビデオをコンピューターに表示またはキャプチャーできます。

簡単に正確に小さな対象物を測定
垂直又は水平方向のＯＳＤルーラーをオンにすると、優先する測定単位に従って、ライブ画面の画像の上にメートル又はインチ単位で表示されるルーラーを取得できます。 ルーラー機能からグラフィックを使用した画像も保存することができます。ルーラーの色を、表示されている対象物と区別するために、好みの色に設定できます。
手動又は自動フォーカスの使用
絞り、増幅、露光時間の手動又は自動での使用
スナップショットの撮影
プリセットの設定とアクセス
ライトのON/OFF
レーザーポインターの使用
ホワイトバランスの調整
最適な作業高さの設定
クローズアップレンズの選択
ワイドダイナミックレンジのON/OFF
開始倍率の設定

レンズ＋４（標準装備）＋５＋１０＋２５＋５０

倍率の固定
写真の反転
赤外線フィルター
LEDライト変更時のホワイトバラ
ンスキャリブレーション
ビデオフォーマットの選択
画像フォーマットの選択
画像属性タイプ
ルーラーカラーの選択
ファイル共有モードの使用
高コントラストのON/OFF
自動キャプチャーモード

レンズ直径
58mm
58mm
58mm
26mm
26mm

自動間隔の設定
モニター自動検出
モニター幅の設定
単位の選択
数値フォーマット選択
言語の選択
キーボードレイアウトの選択
フットスイッチ配置の選択
時間の設定
日付の設定
画像のプレビュー
システム情報へのアクセス

レンズと対象物間距離
250mm
200mm
100mm
34mm
33.5mm

保存情報へのアクセス
システムアップデート
工場出荷時に戻す
電源のオフ
フォーカススタッキング
測定アプリケーション（オプション）
ルーラーの使用
透かし（オプション）
検証線（オプション）
画像比較（オプション）
画像分析（オプション）

24インチモニターでの倍率
1.7倍～53倍
2.2倍～66倍4.2倍～129倍
10.7倍～330倍
21倍～660倍

最小と最大ズーム
レンズ＋４（標準付属）＋５＋１０（バックライト）＋２５＋５０

X方向
290mm
245mm
125mm
49.80mm
25mm

最小
Y方向
163.10mm
137.80mm
70,30mm
28mm
14.10mm

X方向10.50mm
8mm
4.10mm
1.60mm
0.80mm

最大Y 方向5.91mm
4.50mm
2.31mm
0.90mm0.45mm

アクセサリー
レンズ+4、+5、+10、+25、+50
マグネットレンズリング
XプラスFHDコントロールボックス
Xキーコントロールボックス
フットスイッチ
リングライトキット

推奨モニターフォーマット
パネル形式
リンク形式
反応時間
信号形式

技術仕様
寸法
重量
カメラ解像度
カメラズームオートフォーカス
作動高さ
作動奥行き
自動モニター検出
接続端子

電源

設置環境

紫外線リングライト
赤外線リングライト
FHDモニターモニターマウントアーム
テーブル用モニターマウントアーム
壁用モニターマウントアーム

円形チルトテーブル
高さ調整テーブル
XYテーブル
バックライトキット
フレキシブルアーム
クリーニングキット

ダストカバー同軸ライト
ガラステーブル

１６：９（ワイドスクリーン）
DV又はHDMI入力
２ms
FHD1920x1080

高さ464mmｘ奥行き325mmｘ幅275mm
11Kg
FHD 1080p、1920x1080 フィールド周波数25/30/50/60Hz
光学30倍、最高総合倍率660倍
有り
最低27mm、最高250mm
150mm
有り
２ｘUSB2.0 タイプAソケット
USB3.0出力 タイプBソケット
ESDスナップソケット、10mm
コントロールボックスD-SUB9ピン、メス
モニター出力、HDMIタイプA
電源DCジャック
イーサネットRJ-45
電圧100-240V
周波数50/60Hz
AC消費電力200mA/100V、90mA/240V
DC消費電力1.7A/12V
温度
保管 -5℃～60℃、操作 5℃～40℃
湿度
保管 20%～90%、操作 30%～80%
・製品改良に伴い、内容は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。