株式会社エムジー

主な仕様
アプリケーションソフトウェア仕様

接点入力仕様（Di）

形

コ式：PC Recorder
当社 Web サイトより無料でダウンロード

モン：マイナスコモン（PNP 対応）2 点／コモン

定格検出電圧：約 5V DC（内部より供給）

動 作 環 境：Windows11

サンプリング周期：100ms

ブ ラ ウ ザ：Chrome、Edge、Firefox

接点出力仕様（Do）

対 応 言 語：日本語／英語

フォト MOS リレー：2 点出力

通信仕様

定格負荷電圧：48V ピーク AC ／ DC
出力タイミング：100ms

通 信 媒 体：USB
接 続 台 数：1設置仕様

機器仕様

消 費 電 流：120mA 以下

接続方式

USB バスパワードによる 5V DC 給電・供給電源・通信：USB TYPE-C コネクタ（メス形）（ハイパワードデバイス）

初版

NC-7350

1刷発行

500739

パソコンを使う記録計

PC レコーダ

使用温度範囲：ー 10 〜 +55℃

（USB ケーブルはお客様ご用意）
・入出力信号：スプリング式端子台接続

保存温度範囲：ー 20 〜 +65℃

アイソレーション：アナログ入力−接点入力・出力−

使用湿度範囲：30 〜 90%RH（結露しないこと）

USB コネクタ（供給電源・通信）間

アナログ入力仕様（Ai）
入 力 信 号：直流 16 点入力（8 点ごとに高・中・低電圧レンジの中から 2 つをご注文時に指定）

取付：卓上、壁または DIN レール取付（35mm レール）質

量：約 150g

性

能変 換 精 度：±0.1%・高電圧レンジ入力：±10V DC 〜 ±0.8V DC（低電圧レンジ入力 ±20mV DC：±0.2%、・中電圧レンジ入力：±0.8V DC 〜 ±80mV DC

USB Type-C のバスパワーで電源不要■ トリガ前後のデータを記録■ オーバービュー、イベント、帳票など充実±10mV DC：±0.3%）・低電圧レンジ入力：±80mV DC 〜 ±10mV DC■

変 換 周 期：4ms

サ ン プ リ ン グ 周 期：100ms

温 度 係 数：±0.015% ／℃

演算入力仕様（Oi）（±10mV DC の場合 ±0.03% ／℃）

アナログ入力値に係数と定数を用いて演算処理を行います。

絶 縁 抵 抗：100MΩ以上／ 500V DC

演

耐算

PCレコーダ（旧社名：株式会社エム･システム技研）

2024 - 01

式：加減算、乗算、除算、開平、移動平均、一次遅れ、

電

圧：アナログ入力−接点入力・出力−exp、常用対数、自然対数、ピークホールド

USB コネクタ（供給電源・通信）間（最大・最小）、累乗、アナログ積算、F 値演算、1500V AC

1 分間

逆対数、スケーリング、時刻

外形寸法図（単位：ｍｍ）

55210

DINレール（35mm幅）

3.550505（4）PC レコーダ●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご注文・ご使用に際しては、最新の「仕様書」および下記 URL より「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
www.mgco.jp/info̲order/index.html●本製品のうち、外国為替および外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物（又は技術）に該当するものの輸出（又は非居住者に提供）にあたっては、同法に基づく輸出許可、承認（又は役務取引許可）が必要になります。

株式会社エムジー

代理店

このマークは、RoHS 指令で制限されている特定有害物質（10 物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

新製品

形
式：R7K4GUS-G16D4
基本価格：70,000 円〜
価 格はお断りなしに変 更することがありますのでご 了承ください。
最 新 価 格はWebサイトでご 確認ください。

（旧社名：株式会社エム･システム技研）

当社製品のご注文や価格につきましては、下記までご連絡ください。
ホットライン

0120-18-6321

E-mailhotline@mgco.jp

Webサイトwww.mgco.jp

カスタマセンター
TEL

06-7525-8800

FAX06-7525-8810

このマークは、RoHS指令で制限されている特定有害物質（10物質）が規制値以下の製品であることを示しています。

はい がた

拠点一覧はこちら

www.mgco.jp/cover/kaisha10.html

Make Greener automation

廃形しません！
！

電子パーツが廃止になった場合などでも、設計変更で対応いたします。
ただし、代替の電子パーツを入手できない、あるいはリピートオーダが見込めない場合などは廃形にすることがあります。

電源不要！ テスタ感覚で簡単に使える新時代の記録計
記録だけにとどまらない充実した機能

供給電源・通信用
USB 接続コネクタ（TYPE-C）
接点入出力
状態表示ランプ

状態表示ランプ

PCレコーダの操作画面は、すでに多くのお客様にお使いいただいている「Webロガー2」や「タブレットレコーダ®」の操作画面を踏襲しており、慣れ親しんだ操作性でご使用いただけます。

グラフ トレンド画面

ページあたり４ペンのトレンド画面を 4 ページ分表示します（合計 16 ペン）。各ペンには全入出力チャネル（Ai ／ Di ／ Oi ／ Do）が割付けられます。アナログ入力信号（Ai）と演算入力信号（Oi）には、領域名称、表示色、イベント文字列、警報出力、領域タイマ、トリガ、リセットを設定できます。

トレンド画面の機能と名称
イベント文字列
CH 名称
CH コメント
デジタル表示
実量値またはパーセント値

アナログ入力 16 点の測定範囲
8 チャネルごとに測定入力範囲を選択（ご注文時指定）

バーグラフ

スプリング式端子台

ペン数
ペン割付け可能 Ch
描画スケール
記録方式
記録内容
データサイズ
自動開始

測定範囲は下記の 3 種類
・高電圧レンジ入力：±10V DC 〜 ±0.8V DC
・中電圧レンジ入力：±0.8V DC 〜 ±80mV DC
・低電圧レンジ入力：±80mV DC 〜 ±10mV DC

PC レコーダ
形

入力・出力端子はワンタッチで接続できる
便利なスプリング式端子台■レベルモード

入力配線はご都合に合わせてプローブやワニグチク
リップなどをお客様にてご用意ください。

式：R7K4GUS-G16D4

ソフトウェア
形式：PC Recorder
当社 Web サイトより無料でダウンロード

USB-Cケーブル

動 作 環 境：Windows11ブ ラ ウ ザ：Chrome、Edge、Firefox
対 応 言 語：日本語／英語

オーバービュー画面

最新

トリガ後サンプル数

ファイル保存

アナログ入力・デジタル入力・演算入力の各チャネルにトリガ条件を設定し、その発生前および発生後に設定したサンプル数分のデータをファイル保存します。故障解析・監視などの際、必要なデータだけを保存できるため便利です。トリガ記録にはレベルモードとエッジモードがあります。

全点

お客様ご用意トリガ ON

トリガ前サンプル数

トリガ記録

PCレコーダを使うために必要なもの

PCレコーダ

記録周期16（1 画面あたり 4 ペン）
Ai、Di、Oi、Do の全チャネル
100% および 0％の位置を実量値にて指定ファイル（.TRD 形式）として保存
トレンドデータ、イベントデータ、コメントデータ
1 ファイル当たり最大 50000 サンプル ×16 ペン
ソフトウェア起動時に自動で記録を開始可
停止／通常記録／トリガ記録から選択
100、500ms、1、2、5、10 秒、1、2、5、10、30 分、1 時間■エッジモード

トリガ ON

トリガ前サンプル数

トリガ後サンプル数ファイル保存

新着イベント画面

帳票

帳票画面

パソコン

お客様ご用意アプリケーション例

タイプテストのデータ取り（恒温槽など）設備、装置不具合の解析

2移動体などのラボ実験データ収集

最新のデータを全点表示します。アナログ入力
信号では、クリック毎に実量表示⇔％表示を切替えできます。

アナログ入力信号・演算入力信号で設定したイベントのほか、トリガ、アラームなど発生したイベントの最新 500 件を表示します。

3

毎正時に帳票用データ（1H データ）を作成します。
サンプリング方式は、「瞬時値／平均値／最大値／最小値」から選択します。