TAGARNO FHD MOVE for Material
マイクロスコープに継続的に新しい技術を加えることによる品質管理の改善

総合倍率0.8～133倍

カメラヘッドをフレキシブルアームに取り付け、様々な高さや奥行で観察することが可能。
TAGARNO製のこの俊敏なマイクロスコープを使用すると、別の新たなマイクロスコープに投資することなく迅速かつ容易に最新技術へアップデートすることができます。 現在のTAGARNO FHDマイクロスコープを更新するには、Webから好みの機能を選択し購入するだけです。このように常に利用可能な最新かつ関連する機能を持つマイクロスコープを所有することになり、常に品質管理業務を支援するためのシステムに変更することができます。

TAGARNO FHD ムーブ デジタルマイクロスコープ

最高倍率での幅広いワーキングディスタンスを実現！
TAGARNO社製スタンドアローンタイプ外観検査用デジタルマイクロスコープは品質管理を簡単に！
射精

TAGARNO FHD MOVE for Material
マイクロスコープに継続的に新しい技術を加えることによる品質管理の改善
標準装備アプリルーラーの表示 垂直、水平又は両方のルーラーを表示可能。倍率に応じてスケールは自動的に変動します。サンプルに応じて色も変更可能。

全焦点画像合成 指定の焦点数で焦点を合わせる
フォーカススタッキンング機能による超鮮明な全焦点合成画像の作成。レンズレボルバー等の変更不要。

オプションアプリ

画像比較 参照とサンプル画像マッピング
や参照とサンプル画像の左右表示比較が可
能又、参照画像とサンプル画像の重ねた画像の左右割合可変比較も可能

DXFファイルオーバーレイDXF

検証線製品に合わせて、水平線と垂直線（CAD）ファイルを読み込み、製造した製品と重ねて比較、取り付けたパーツの品名入力で取り付け箇所確認が可能

又許容範囲線を設定し、装置サイズに合わせ保存。呼び出して製品の検品に使用。

PNG画像参照アプリ

サイズ測定 2点間の長さ、多点の累積の長PNG画像を本体又はUSBメモリーに読み込ませ、透かし画像でサンプルを比較

さ、２つの円の中心から中心までの長さ、角度、面積、半径、直径の測定と注釈、矢印の挿入

スペックカウンター

カラーアナライザー

粒度アナライザー

粉体中の製品の色とは異なる明点、暗点を自動カウントし、異物の検査が可能。
尚、粉体の色空間値L*a*b*も自動測定。

豆、コーヒー等の焼き色等を数値化比較し、許容範囲内かどうか自動確認。数奇合測定した場合の標準偏差も表示

粒子の縦横の長さを自動計測し、粒度分布を測定。その他粒子の面積も表示。

優れた高品質の画像ドキュメントを入手
1080p画質、60 フレーム/秒、光学30倍ズームのTAGARNO社から提供されるデジタルマイクロスコープは、非常にシャープな画像を表示し、拡大対象物の品質をドキュメント化します。 カメラは拡大した対象物の干渉、遅延、歪みの無い正確な画像を提供します。組み込まれたオートフォーカスと極めて高感度のライトセンサーが、どのような拡大レベルでも、被写界深度の強化された極めてシャープな画像を保証します。撮影した画像は、撮影した日時の情報と共にデジタ
ルマイクロスコープ本体又は挿入したUSBメモリースティックに保存されます。

高さの異なる対象物の高品質画像ドキュメントを作成する
フォーカススタッキング機能で、高品質のドキュメント画像を簡単に作成できます。対象物の上から下に、互いに異なるフォーカスの高さで自動的に50ステップの画像を積み重ねて、画像のフォーカス領域がぼやけたり外れたりしない、１つの極めて超鮮明な画像を作成します。

優れた安定性により高倍率レベルを実現
レンズの選択に応じて、TAGARNO FHD フロントは、24インチモニターで0.8倍～133倍まで拡大することができます。安定性と優れた画質は、素晴らしい視野を獲得します。 これは、 最小ズームで従来の顕微鏡よりも大きな領域を見渡すことができることを意味しています。

簡単な文書作業の為にメモリースティックに画像を直接保存
USB 3.0 スロットを使用して、任意のUSBメモリースティック又は内蔵メモリーに直接画像を保存し、後でパソコンに画像を転送することができ、ドキュメントは迅速かつ簡単に会社の取引先と共有できます。

パソコン不要の計測実行
TAGARNO 社の測定アプリケーションを使用すると、ＦＨＤマイクロスコープから直接正確な測定(2点間距離、角度、面積、円の直径と半径等)を行うことができます。測定や拡大観察を行うために、外付けパソコンは必要としません。
コンピューター内蔵のこのデジタルマイクロスコープとモニターを使用するだけです。又任意の倍率で、ミリ又はインチでの複数の結果を保存、呼び出しできるキャリブレーションシステム備えています。キーボードの接続で注釈の挿入可能。測定結果や注釈を挿入した画像も保存できます。又上記のオプションアプリの導入で、様々な自動測定も可能となります。
簡単に保存し、共有した画像とビデオを検証
USB 3.0 を使用して、サードパーティー製ソフトウェアを使用して、同僚やビジネスパートナーに編集または配布するための非圧縮ビデオをコンピューターに表示またはキャプチャーできます。

簡単に正確に小さな対象物を測定
垂直又は水平方向のＯＳＤルーラーをオンにすると、優先する測定単位に従って、ライブ画面の画像の上にメートル又はインチ単位で表示されるルーラーを取得できます。 ルーラー機能からグラフィックを使用した画像も保存することができます。ルーラーの色を、表示されている対象物と区別するために、好みの色に設定できます。

標準装備機能とオプション
手動又は自動フォーカスの使用
絞り、増幅、露光時間の手動又は自動での使用
スナップショットの撮影
プリセットの設定とアクセスライトのON/OFF
レーザーポインターの使用
ホワイトバランスの調整
最適な作業高さの設定
クローズアップレンズの選択
ワイドダイナミックレンジのON/OFF
開始倍率の設定

倍率の固定
写真の反転
赤外線フィルター
LEDライト変更時のホワイトバ
ランスキャリブレーション
ビデオフォーマットの選択
画像フォーマットの選択(jpeg,bmp,tiff,png)
画像属性タイプ
ルーラーカラーの選択
ファイル共有モードの使用
高コントラストのON/OFF
自動キャプチャーモード

自動間隔の設定
モニター自動検出
モニター幅の設定
単位の選択
数値フォーマット選択
言語の選択(英語、日本語、ドイツ語、中国語他)
キーボードレイアウトの選択

保存情報へのアクセス
無償システムアップデート
工場出荷時に戻す
電源のオフ
フォーカススタッキング

フットスイッチ配置の選択
時間の設定
日付の設定
画像のプレビュー
システム情報へのアクセス

ルーラーの使用測定アプリケーション（オプションインストール）

透かし（オプションインストール）
検証線（オプションインストール）
画像比較（オプションインストール）
画像分析（オプションインストール）

レンズ＋２＋３＋４（標準装備）＋５＋１０
最大と最小ズームレンズ＋２＋３＋４（標準付属）
＋５＋１０

レンズ直径
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm

X方向
600mm
409mm
290mm
245mm
87mm

レンズと対象物間距離
500mm
333mm
250mm
200mm
100mm
最大Y方向
337.50mm
230.1mm
163.10mm
137.80mm
48.94mm

24インチモニターでの倍率
0.8倍～26.2倍
1.3倍～40.1倍
1.7倍～53倍
2.2倍～66倍
4.3倍～133倍

X方向
21mm
13.40mm10.50mm
8mm
4mm

最小Y 方向11.80mm
7.545.91mm
4.50mm
2.25mm

アクセサリー
レンズ+2、+3、+4、+5、+10
マグネットレンズリング
XプラスFHDコントロールボックス
Xキーコントロールボックス
フットスイッチ
リングライトキット

紫外線リングライト
赤外線リングライト
FHDモニターモニターマウントアーム
テーブル用モニターマウントアーム
壁用モニターマウントアーム

円形チルトテーブル
高さ調整テーブル
XYテーブル
バックライトキット
フレキシブルアーム
クリーニングキット

ダストカバー
同軸ライト
ガラステーブル

推奨モニターフォーマット

パネル形式
リンク形式
反応時間
信号形式
技術仕様
寸法
重量
カメラ解像度
カメラズームオートフォーカス
作動高さ
作動奥行き
自動モニター検出
接続端子

電源

設置環境

16：9（ワイドスクリーン）
HDMI入力2ms
FHD1920x1080
カメラヘッド：高さ121ｘ奥行100ｘ幅100mm ムーブボックス：高さ44x奥行104x幅214mm
カメラヘッド：1.5Kg ムーブボックス：1Kg
FHD 1080p、1920x1080 フィールド周波数25/30/50/60Hz
光学30倍、総合倍率0.8～133倍有り
100mm～333mm (アドバンスフレキシブルアームの場合)
420mm～720mm (アドバンスフレキシブルアームの場合)有り
4ｘUSB2.0 タイプAソケット
ディスプレイポート
イーサネットRJ-45
コントロールボックスD-SUB9ピン、メス
モニター出力、HDMIタイプA
電源DCジャック
電圧
100-240V
周波数50/60Hz
AC消費電力70mA/100V、30mA/240V（ザップ本体）
100mA/100V、45mA/240V(ムーブボックス)
DC消費電力
0.5A/12V(フロント本体)、0.8A/12V(ムーブボックス)温度
保管 -5℃～60℃、操作 5℃～40℃
湿度
保管 20%～90%、操作 30%～80%※製品改良に伴い、内容は予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。
※使用目的に応じて、ホワイトタイプ又はブラックタイプから選択できます。