臨床

支台築造用ファイバーポスト・コア

例

i−TFCルミナスファイバー
i−TFCルミナスコア
i−TFCルミナスボンド

築造窩洞の形成

試適

長さ調整

ボンディング処理

光照射

根 管 形 成 用 のドリル（ピーソリーマなど）で築造窩洞の形成を行う。

築 造 窩 洞 に 合った 光 ファイバーポストを選択し試適する。

築 造 体 に 合 わ せ て 光 ファイ
バーポストの長さを調整し、清掃する。

キャタブラシでボンドを混合し窩洞内に塗布する。20秒後強くエアブローし乾燥させる。

LED照 射 器にて10秒 照 射しボンドを硬化させる。

ＬＣフロー填入

光ファイバーポスト挿入

光照射

ＬＣフロー築盛

支台歯形成

窩洞内にLCフローを気泡が混入しないように填入する。

調整した光ファイバーポストを挿入する。光ファイバーポストの頭頂部はレジンで覆わないよう注意する。

光ファイバーポストの頭頂部からLED照 射 器にて20秒 光照射し、ポスト部のレジンを硬化させる。

コア部にLCフローを築盛し、LED照射器にて硬化させる。

硬化後、通法に従い支台歯形成を行う。

サンメディカルから保険適用のファイバーポスト・コア「i−TFC ® ルミナス」シリーズ登場！

MADE IN JAPAN

包装・価格
歯科根管用ポスト成形品

i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト※付属のトレーサビリティシールは、臨床情報の保管・管理にご使用ください。

１０本入り

2０本入り

●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm●1.6mmφ×18mm●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm●1.6mmφ×18mm

１０本入り 各 ￥5,850

2０本入り 各 ￥11,300

6０本入り●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm

光ファイバーポストはトレーサビリティシールを付属しています。

1.0mmφ 1.2mmφ 1.4mmφ 1.6mmφCross-sectional view

Braided glass fiber

Glass fiber

Glass fiber

Optical fiber

6０本入り（20本入り×３）
各 ￥33,300

MADE IN JAPANFlexible andeasy to build up

2.5mL

歯科用象牙質接着材

ｉ−ＴＦＣルミナスボンド セット
標準価格 ￥10,700

歯科用支台築造材料

i−TFCルミナスコア LCフロー
2.5mL ￥4,750

MADE IN JAPANボンド
1本 (3mL)
キャタブラシ1ケース(100本)
プラスチックダッペン 5枚

i−TFCルミナス ファイバーコア＆ボンド セット
標準価格 ￥17,000

Mixing Bondand Catabrush

i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト（1.0㎜φ×18㎜） 5本【単 品】
i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト（1.2㎜φ×18㎜） 5本■ｉ−ＴＦＣルミナスボンド ボンド
3ｍＬ ￥7,500
i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト（1.4㎜φ×18㎜） 5本■ｉ−ＴＦＣルミナスボンド キャタブラシ 100本 ￥3,550
i−TFCルミナスコア LCフロー
1本（2.5mL）
30枚 ￥1,100
１９Ｇニードルロング5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ■プラスチックダッペン■19Ｇニードルロング
20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥900
1本（1mL）
i−TFCルミナスボンド ボンド■ｉ−ＴＦＣルミナス 収納ケース￥1,0001ケース（30本）
i−TFCルミナスボンド キャタブラシ
５枚
プラスチックダッペン
1ケース
収納ケース
歯科根管用ポスト成形品 i−TFCルミナスファイバー（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AKBZX00057000
歯科用象牙質接着材 i−TFCルミナスボンド（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AFBZX00078000

歯科用支台築造材料

i−TFCルミナスコア（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AFBZX00086000■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は20２3年4月3日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

i−TFCルミナスの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル検索

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →

EF70-01

Bond 3mL/Catabrush 100pcs

光にこだわるファイバーポストコアシステム

コストパフォーマンスに優れた大容量シリンジ

i−TFC ®ルミナスシリーズ

i−TFC ® ルミナスコア ＜L Cフロー＞

i−TFCルミナスシリーズは、光透過性の高いi−TFCルミナスファイバー、操作性の良いi−TFCルミナスコア、根管象牙質への接着が良好なi−TFCルミナスボンドがラインナップされています。
保険適用で審美性に優れた国内生産のシステムを是非ご活用ください。

シラン処理は要りません！

i−TFC ® ルミナスファイバー ＜光ファイバーポスト＞
1.0mmφサンメディカルの技術により開発された、光透過性の高い国内生産のファイバーポストです。

1.2mmφ1.4mmφ1.6mmφ

操作性の良い光重合タイプのフロアブルレジンです。1本で根管への填入からコア部の築盛まで使えます。

ゆとりのある操作時間無駄が少ない

光重合タイプなので、余裕を持ってファイオートミックスタイプのシリンジに比べバーの位置決めができ、コア部の築盛までて押し出し感が軽く、ストレスなく操作

19Gニードルロ充分な操作時間が確保できます。

できます。また、ニードルチップ内のレジングで細長い根管さらに、ニードル内のレジンが作製途中でン残量が少ないため無駄がほとんどあに填入する際も気固まることがありません。

りません。

泡の混入を抑える

ロングサイズのニードルを採用（原寸大）

症例によって4種類のサイズからお選びいただけます。

ことができます。

自由なタイミングで固められる
レジン残量が少ない

光透過性の高い光ファイバー

編み込まれたグラスファイバー

ポストの中心に光ファイバー

ファイバーポスト表面のグラスファイバーは編み込み構造になっが入っており深い根管の奥ているため、その凹凸部分にレジンが入り込み高い機械的嵌合力まで光を通すことができまを発揮します。また濡れ性の良いi−TFCルミナスコアと組み合わりの付形が可能す。そのため根管深部のレせることで、ポストの前処理は不要となります。

です。

ジンまでしっかりと重合できファイバーポスト

i−TFC
ルミナス
ファイバー

光ファイバーポストとLCフローの接着界面拡大写真

試作
ファイバーポスト（光ファイバー無し）

根管象牙質にしっかり浸透

アルミニウム2mm相当以

光の拡散が少ない

LED （1000mW/cm2）

適時の確認、予後の診断により、完全乾燥が難しい根管象牙質において高い重合10適しています。

性能を発揮します。また、次亜塩素酸ナトリウムの影響05.04.03.0

2.01.0を受けないため安定した接着強さが得られます。

アルミニウム板の厚さ（mm）

照射時間2０秒

4０秒

2０秒

3０秒

硬化深度

10mm

13mm

10mm

13mm

診療用光照射器は、光ファイバーポス

光ファイバーポストとト頭頂部から照射ＬＣフローの併用で、してください。

技工用
光重合器
技工用光重合器を使用する場合は、光ファイバーポス
トとＬＣフローを併

最長13mmの根管用することで、最長に適用できます。

12mmの根管に適（自社法による）用できます。

機種
照射時間機

25

直接法・間接法の作製ステップはコチラ

ハロゲン （1000mW/cm2）30

上のX線造影性があり、試（自社試験による）光照射器と照射時間

35

キャタブラシに含まれる親水性重合開始剤の効果に各種光照射器に対応
機種

i−TFC ® ルミナスボンド ＜直接法専用＞
乾燥の難しい根管象牙質に適したボンディング材です。

良好なX線造影性

テフロン型

診療用
光照射器

ボンドには必ずキャタブラシをご使用ください！

編み込み構造i−TFCルミナスコア

遮 光 板にファイバーポストを通した後 、ファイバーポスト端部から光照射し、ファイバーポストを介した透過光のみでi−TFC
ルミナスコアがどの程度硬化するか評価した。

19Gニードルロング

ハロゲン
90秒

キセノン

180秒

90秒

LED

180秒

9０秒

硬化深度 10mm 12mm 10mm 12mm 12mm

MPa

遮光板

ミキシングチップ

光ファイバー

・照射時間：20秒間・ポスト寸法：φ1.4mm-15mm
光照射器

光重合

垂直に合わせてく似しています。また、根管象牙質にしっかりと接着することで、歯質・レジださい。

ン・ファイバーポストが一体化したモノブロック構造となり応力が分散されます。これにより歯根破折の抑制が期待できます。
（自社法による）

151０秒

LED※1０秒

i−TFCルミナスボンド※光量1000mW/cm2以上

20
象牙質の曲げ弾性率15（12〜19GPa）

1050

照射時間

ハロゲン

ボンド・コア・ポストの機械的物性
i−TFCルミナスシリーズで歯根破折の抑制が期待できる種※

根管象牙質に対する微小引張接着強さ（自社試験による）

キャタブラシi−TFCルミナスシリーズで作製した築造体は、曲げ弾性率が象牙質に近光軸方向に対して205GPa

試験方法

コア部も思い通

グラスファイバー＋
レジン

グラスファイバー+
レジン

レジン硬化性評価

適度な流動性で余裕の操作時間

ファイバーの位置決め

i−TFCルミナスコア

光ファイバーます。

築盛しやすい流動性

1.2mmφ＋LCフロー

光ファイバーポストとLCフローを併用した築造体の曲げ弾性率（自社試験による）