微量試料による酸素・炭素安定同位体組成測定について青木浩１）・池田晃子２）１）名古屋大学大学院理学研究科〒４６４­０１名古屋市千種区不老町２）名古屋大学年代測定資料研究センター〒４６４­０１名古屋市千種区不老町

はじめに名古屋大学年代測定資料研究センターに，質量分析計１７１ｎｎｉｇａｎＭＡＴ社製・ＭＡＴ­
２ ５ ２ の シス テム が， １ ４ Ｃ 測 定 の 補 正 を 行 う た め に 平 成 ５ 年 に 設 置 さ れて ３ 年 が 経 ち ， 積 極的に活用されている．
こ の ？ ｖ ｌ Ａ Ｔ Ｊ ５ ２ は ， ２ 種 類 の 試 料 を 交 互 に イ オ ン 源 へ 導 入 す る こ と が で き る デュ アルインレットシステムとなっている．イオンの検出では炭素，窒素，酸素，硫黄の同位体組成測定用の６つのファラデーカップと水素同位体組成測定用の２つのファラデーカップを用いており，マルチ・スタティックの測定を行う．水素同位体組成測定では，そのイオンの曲率半径が非常に小さいため，分析管の中央部にあるイオンコレクターを用いる．
ｒ ４ ・ Ｉ Ａ Ｔ ­ ２ ５ ２ で は ， 質 量 分 析 を 行 う た め の 磁 場 を 作 り 出 す た め に 電 磁 石 を 用 いて い る ．
質量分析には，この電磁石を用いたイオン束曲率半径２３ｃｍの９０度扇形磁場を使用している．さらに両端を２６．５度づつ切り落とした変形磁石を使用している．そのためイオン東は２６．５度の角度で入射し，同角度で出ていくため，変形磁石を用いないときに比べ，イオン束の分散が２倍になり，曲率半径・ｔ６ｃｍ（水素同位体組成測定時では１８ｃｍ）に相当する分解能が得られる．ＭＡＴ­２５２における分解能は水素同位体組成の測定時
では２５，炭素，窒素，酸素，硫黄の同位体組成測定では２００である．また，電磁石の最大磁場は０．７７Ｔｅｓｌａである．
分析管，イオン源などは排気系により高真空に保たれている．分析管やイオン源は１８０£／ｓｅｃ．の排気速度を持つターボ分子ポンプ（Ｐｆ７（ｌｉｆｆｅｒ／ＩＥ３ａｌｚｅｒｓ社製ｔｙＰｅＴＰＨ１８０）と，その補助ポンプとして６．７❹／ｈｒｓ．の排気速度をもつ油回転ポンプ（Ｅｄｗａｒｄｓ社製ｔｙＰｅＥ２Ｍ５）を使用している．この組み合わせのポンプを用いることにより，大気圧から直接，真空状態まで排気することができる．イオン源とターボ分子ポンプの間の真空は，無試料状態で２ １０­９ｍｂａｒｓである．
試料の導入系は５６£／ｓｅｃ．の排気速度を持つターボ分子ポンプ（Ｐｆｆ（；ｉｆｆ（・ｒ／Ｂａｌｚｅｒｓ社製

３００

ｔｙｐｅＴＰＨ０６０）と，その補助ポンプとして１．５❹／ｈｒｓ．の排気速度をもつ油回転ポンプ（Ｅｄｗａｒｄｓ社製ｔｙＰｅＥ２Ｍ１．５）の２台により真空状態を保たれている．こちらも大気圧から直接真空状態まで排気することができる．
試料の導入系では，コールドフィンガーと呼ばれる微量試料測定用の特別な試料ガスの導入システムがあり，微量試料の測定が行えるようになっている．コールドフィンガー自身の容積は６０μ£，バルブによって区切られた周囲の部分を合わせると２５０μ£である．また，通常の導入システムでは可変容積のガス溜めかおるのに対し，コールドフィンガーでは，試料ガスの圧力の調節ができない．通常の導入システムのガス
溜 め の 容 積 は ， ３ ， ５ 〜 ４ ０ ｍ £ で あ る ． こ の 可 変 容 積 の ガ ス 溜 め を も つ 導 入 シス テム は ，標準ガスと試料ガスのそれぞれを導入するために２つ存在する，また，１２個の試料を連続的に導入するための，マルチポートインレットのシステムかおる．このシステムを用いると，あらかじめ質量分析計に接続した試料を自動的に次々と導入できる．
導入された試料ガスはイオン化され，分析管内をいくつかのスリットやレンズを通って ， フ ァ ラ デ ーカ ップ に よ って 捕 捉 さ れ る ． 試 料 ガ ス は ， ９ ． ８ ５ ｋ ｖ 〜 ９ ． ９ ５ ｋ ｖ の 電 圧をかけられたフィラメントによる熱電子衝撃型方式によりイオン化される．測定する
イ オ ン の 質 量 数 に 応 じ て ， 分 析 管 に か け ら れて い る 加 速 電 圧 を ６ ． ６ Ｖ ， ８ ． ０ Ｖ ， １ ０ ． ０ Ｖ の３つの中から選択する．それぞれの加速電圧では順に，２３０，１９０，１５０ａｍｕまでのがス 試 料 の 測 定 が 可 能 で あ る ． そ れ 以 外 の イ オ ン の 軌 道 の 調 節 や ピー ク セ ン タ ー を とるなどは，電磁石の電流値を変化させて決定する．
イオンコレクターは，設置されたファラデーカップの中から試料ガスに応じた抵抗値を持つものを，付属の制御システムのプログラム上で，試料ガスの種類を選択することにより決定できる．Ｔａｂｌｅ１にこれらのファラデーカップの抵抗値と対応する試料 ガ ス の 種 類 を 示 す．
Ｉ Ｓ ・ ／ Ｉ Ａ Ｔ ­ ２ ５ ２ に よ る 測 定 を 制 御 し た り ， 測 定 時 の バ ルブ の 開 閉 を 行 う た め に ， 付 属 のプ ロ グ ラム （ Ｉ Ｓ Ｏ Ｄ Ａ Ｔ ） が あ る ． 試 料 導 入 の 際 の バ ルブ の 開 閉 を 画 面 上 か ら 操 作 す る ことができる．バルブの開閉はおよそ５気圧の圧搾空気により行われる．得られたデータは，表計算のソフトウェアに書き出すことができ，統計的に処理できるようになっている．
今回，名古屋大学年代測定資料研究センターにおいて，微量試料の酸素・炭素安定同位体組成の精度良い測定を行うために，いくつかの基礎測定を行った．その結果の報告を行う．

３０１

Ｔａｂｌｅ１ＴｈｅｖａｌｕｅｓｏｆｔｈｅｌＴｃ５ｅ（ｌｂａｃｋｒｅｓ乱ｏｒｓｍａｔｃｈｉｎｇｔｈｅｎａｔｕｒａｌａｔ）１１ｎｄａｎｃｅｏｆｔｈｅｌｉｓｔｅｄｉｓ〔〕ｔｏｐｅｓ．
ＧＡＳ­
Ｎ２０２Ｃ０２Ｈ２ｍ／ｚ

ＦＩＥＳ１５５ＴＯＲ（Ω）

り８乙｀／９ＪＱＪ０３ １０８り２ー【ｊ３Ｑ．
】４３ １０８

３ １０１０１ １０１１­
１ １０１２
１ １０１１
­

４４

３ １０８

４５

３ １０１０４６

１ １０１１６５

３ １０１６６

１ １０１­

フ１ １０９』Ｑ．

１ １０１２）微量試料導入の際の水の除去について
名古屋大学年代測定資料研究センターでは，試料を質量分析計に導入するのに，一度 精 製 し た 試 料 ガ ス を 再 び 外 径 ６ ｍ ｍ の パイ レ ッ ク ス 管 に 封 じ ， 質 量 分 析 計 に 接 続 してからそれをＣａｊｏｎの［］ｒａｃｋｅｒを使って真空中で折ることで行う．この封入作業時にバーナーでガラスを熱することで，水分が多少なりとも混入する可能性かおる．試料ガスに水が混入すると（ｙ３ｃが見かけ上大きくなることがある．試料ガスが少ないときは，水の混入による影響は相対的に大きくなる．そこで新たに質量分析計の前面に，水をト ラ ップ す る た め の 金 属 製 の ラ イ ン を 設 置 し た ． ま た ， 標 準 ガ ス の 標 定 用 の ガ ス を 導入できるようにした．これらをＦｉｇ．１に示す．
ト ラ ップ は 内 部 に 直 径 ３ ｍ ｍ の ス テ ン レス 球 を 入 れて ト ラ ップ の 効 率 を 増 す 工 夫 を し ，試料ガスを通過させることにより水を除去する．標定用のガスはこれまで１４Ｃのスタンダードであ・る）ＮＢｓ­ｏＬＤシュウ酸をｃｏバヒしたものを用いていたが，ｙ８ｏが一定ではないこと， １３Ｃのみの測定で毛５１｀ヽＪＢＳ­ＯＬＤシュウ酸を精製しなければならないことなど か ら ， 標 準 ガ ス と 同 様 に ボ ンベ に 精 製 済 み の ガ ス を 入 れて お き ， 切 り 出 して 用 いることとした．また，今回の基礎的な測定は，この標定用のガスを用いて行われた．

３０２

Ｆｉｇ．１Ｓｃｈｃｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｉ❹ｅｔｌｉ【１（うｆｏｒｓｍａｌｌａｍｏｕｎｔｏｆｓａｍｐｌｅ．
Ｔ：Ｔｒａｐｗｎｈｓｔａｉｎｌミ皿ｓｂａｌｌｓり＝３ｍｍ），ＰＧ：ｐｉｒａｎｉｇａｕｇｅ，（：ｔｕｂｅｃｌ７ａｃｋｅｒ，ＩＦ７：ｆｉｌｔｅｒ．

その精製は次のような手順で行った．ガラス製ボトル（標定用のガス容器）とトラップ 用 三 角 フ ラス コ ， Ｃ Ｏ ， ボ ンペ （ 昭 和 炭 酸 社 製 ・ 液 化 炭 酸 ガ ス 高 純 度 用 ） を Ｃ ａ ｊ ｏ ｎ ジョ イン ト に て 真 空 ラ イ ン に 接 続 し ， ラ イ ン 全 体 を １ ０ ­ ３ ｔ ｏ ｒ ｒ オ ー ダー に な る ま で 真 空 に し た ．
ラ イ ン 内 が １ ａ ｔ ｍ と な る よ う に Ｃ Ｏ Ｉ を 導 入 し ， 三 角 フ ラス コ に 液 体 窒 素 ト ラ ップ を か けてＣＯＩを捕集したのち，トラップされないガスを排気した．ガラス製ボトルを液体窒
素 で 冷 や し な が ら ， 三 角 フ ラス コ に セ ッ ト し た 液 体 窒 素 を エ タノ ー ル ・ 液 体 窒 素 ト ラッ プ （ Ｊ ０ ０ Ｃ ） に か え ， Ｃ Ｏ Ｉ を ガ ラ ス 製 ボ ト ル ヘ 移 す． ご の 際 ， も う ひ と つ セ ッ ト し たエ タノ ー ル ・ 液 体 窒 素 ト ラ ップ （ べ ０ ０ Ｃ ） と ｎ ­ ペ ン タ ン ・ 液 体 窒 素 ト ラ ップ （ ­ １ ３ ０ Ｃ ） を通して精製を行った．ガラス製ボトル内のトラップされないガスを排気した後，ボトルのコックを閉めてラインから取り外した．これをＦｉｇ．１に示した様に質量分析計へ接続し，使用の際には２つのバルブを用いて切り出すこととした．

圧力効果による影響
同じ試料であってもガス圧が変化し，得られるイオン出力が変化すると［ｚｔ５１／［４４１，［４６ｎ４４］の値は変化する（和田他１９８２）．そこで，同一の試料を様々な量（圧力）で導入して，ＭＡＴ­２５２での圧力効果の測定を行った．ただし，標準ガス側と試料ガス側のそれぞれのインレットに導入した試料は，違う同位体組成を持つものである．
Ｆｉｇ．２に，圧力効果による試料ガスのイオンの出力比［４月／［４４１，［・１（５１／［４４］の変化を示した．１７治．２ａは標準ガス側，１７屡：２ｂは試料ガス側，それぞれのインレットを用いた測­３０３ａ゛）１．２００
１．４３０

【寸寸】
ぺ
７寸」

１．１９０

１．４２０

１．１８０

１．４１０ 【合】
へ７

１，１７０１。４００£

１．１６０

１，３９０

１．１５０

１．３８０
０ ． ０ １ ． ０

２．０

３．０

４ ． ０ ５ ． ０

４４ｊｏｎｏｕｔｐｕｔｖｏｌｔａｇｅ（ｖｏｌｔ）

ｂ・）

【寸寸】
ぺ
「字」

１，２００

１．４３０

１．１９０

１．４２０

１．１８０

１．４１０ 一１．１７０１。４００土

１．１６０

１．３９０

１．１５０

１．３８０合】｀［ふ０ ． ０ １ ． ０ ２ ． ０ ３ ， ０ ４ ． ０ ５ ． ０
４４ｉｏｎｏｕｔＰｕｔｖｏｌｔａｇｅ（ｖｏｌｔ）

Ｆｉｇ．２Ｒｅｉ図ｉｏｎｓｈｉＰｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｏｕｔｐｕｔｖｏｌｔａｇｅｆｒｏｍ４４（うｏｌｌｅｃｔｏｒ（ｖｏｌｔ）ａｌｌｄｔｈｅｒａｔｉｏｓｏｌ于４５／４４ａｎｄ４６／４４．

ａ・）Ｓｔａｎｄａｒｄｉｎｌｅｔ．ｂ・）ＳａｍＰｌｅｉｎｌｅｔ（ｎｏｒｍａｌ）・

３０４

定の結果である．Ｆｉｇ．２の横軸であるイオン出力とガスの圧力の関係をＦｉｇ．３に示す．
試料は，標準ガスに，前述の標定用のガスを取ったボンベから別のボンペヘ詰め替えたものを，試料ガスに，前述の標定用のガスを用いた／微量試料測定用の導入系（ コ ール ド フィ ン ガ ー イ ン レ ッ ト ） を 用 い ず に ， 通 常 の 導 入 系 を 用 い た ．
イオン出力が増加するに従って，出力比［４５ｎ４４１，［４（月／［４４］は共に急激に大きくなり，試料ガスの出力が１Ｖの近くで極大を示し，その後は次第にに小さくなり，高出力 側 で は 飽 和 し ， 一 定 の 値 を とる と 予 想 さ れ る よ う な 曲 線 と な って い る ． こ の 変 化 は ，標準ガス側と試料ガス側のそれぞれのインレットで，その値は異なるが同一の形をした 曲 線 を 示 して い る ． 標 準 ガ ス と 試 料 ガ ス の 両 方 か ら 得 ら れ る 出 力 が 同 じ で あ り ， しかも同様の減少を示すのならば，同位体比の測定に影響を与えないはずである．
しかし，ＭＡＴ­２５２の微量試料導入のシステムを用いると，１サイクルの測定（バックグ ラ ウ ン ド ， ピー ク セ ン タ ー の 測 定 と 標 準 ガ ス と 試 料 ガ ズ の 交 互 測 定 を ５ セ ッ ト ） の 間に，０．１〜０．２Ｖの出力の変化が見られる．一方，標準ガスの出力はほとんど変ィヒしない．このように出力の変化に大きな差があるときは，測定結果から圧力効果の影響を取り除く必要かおる．

５．０｛｝
一〇ン）
ＱＤ
３一〇
ン
ぢ登コ
〇
○一寸
寸

４．０

３．０

２．０

１．０

０．０Ｏ

Ｓ

１０１５２０２

５３０

３５ＧａｓＦ：）ｒｅʻ ｓｓｕｒｅ（ｍｂ）
Ｆｉｇ．３ＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉＰｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｏｕｔＰｕｔｖｏｌｔａｇｅｆｒｏｍ４４ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ（ｖｏｌｔ）ａｎｄｇａｓｐｌ｛
ʼ うｓｓｕｒｅ（ｍｂ）．

●：Ｓｔａｎｄａｒｄｉｎｌｅｔ，□：Ｓａｍｐｌｅｉｎｌｅｔ（ｎｏｒｍａ１）．

３０５

圧力効果を具体的に同位体比と，標準ガスと試料ガスの出力の差を用いて示したものがＦｉｇ．４になる．また，微量試料用導入系を用いて測定したもの（ロで表記）については後述のキャピラリーリークによる同位体分別の項で言及する．

（。
〜）
宍］ａぃ）
口り

１０．０

１０．０

１５．０

Ｓ．０
ｌ
１１１０
３１０．０ １１２１２１ｏｌ）

２０．０

２５，０

５．０

３０．０

１０．０
３ 。 ０ ­ ２ ． ０ ­ １ ． ０ ０ ． ０ １ ． ０ ２ ． ０ ３ ． ０
ＳＡ­ＳＴ［４４］（Ｖ）

Ｆｉｇ，４ＰＩʻｃ５ｓｓｕｒｅｃ５ｆｆｅｃｔｏｆｃａｒｂｏｎａｎｄｏｘｙｇｃうｎｉｓｏｔｏｐｉｃａｎａｌｙｓｅｓ（ＯｕｔＰｕｔｖｏｌａｇｅｆｒｏｍ４４ｃｏｌｌｅｃｔｏｒｏｆｓｔａｎｄａｒｄｇａｓ：＋２．６０ʼ３．１５ｖｏｌｔ７▲：３３５­：３．７５ｖｏｌｔ）ａｎｄｃｈａｎｇｅｓｏｆ １３Ｃａｎｄδ１８０ｂｙｇａｓｅｆｆｌｕｅｎｔ
ｌｅａｋｌ；ｃʼＩ）ａｒａｔｉｏｎｆｏｒｓｍａｌｌａｍｏｕｎｔｏｆＣ０２ｇａｓ（□）．０ｕｔｐｕｔ゛ｏｌｔａｇｅ
ｆｒｏｍ４４ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ（球ｓｔａｎｄａｒｄｇａｓｉｓｃａ，３ｖｏｌｔ．

Ｆｉｇ．２に見られる出力比ｌʻｔ５ｎ４４１，［４６］／［４４］の変化が直線で表せないため，基準となる標準ガスの出力によって，同じ程の標準ガスと試料ガスの出力の差であっても，圧力効果による見かけ上の同位体比の変化の大きさが異なるものと考えられる．そこで，Ｆｉｇ．４では，標準ガスの［４４］のイオン出力が２．６０〜３．１５Ｖと３．３５〜３．７５Ｖの２つの範囲で図示した．２種の出力範囲の圧力効果による見かけ上の同位体比の変化は，標準ガスの［４４］の出力が３．３５〜３．７５Ｖの方が２．６０〜３．１５Ｖより，小さいものとなっている．この結果とＦｉｇ．２の出力比［４月／［４４１，［２ｔ（５ｎ４４）の変化の結果は合致する．
ま た ， ２ ． ６ ０ 〜 ３ ． １ ５ Ｖ の 圧 力 効 果 に よる 見 か け 上 の 同 位 体 比 の 変 イ ビ は ， Ｆ ｉ ｇ ． ２ に お ける
出 力 比 の 変 化 が 示 す 曲 線 と 同 様 な 形 を 示 す． こ の 見 か け 上 の 同 位 体 比 の 変 化 は ［ ４ ４ １ ，３０６

［４５１，［４６］の３つのコレクターの増幅器についているゼロ点調整器によって適当なＯＦＦＳＥＴを与えることによりなくすことができる（和田他１９８４）が，今回のように圧力効果の影響による見かけ上の同位体比の変化の割合が，標準ガスと試料ガスの出力の差によって直線的変化をしない場合は，単純にある一定のＯＦＦＳＥＴを与えるのみでは補正しきれない．
今後，微量試料の測定を行おうとするためには，測定条件を出力比［４ｊ５ｎ４４１，［４卵［４４］が１次直線的に変化する範囲に設定する必要がある．

キ ャ ピ ラ リ ー リ ー ク に よ る 同 位 体 分 別 に つ い て

試料ガスがガス溜めからを通じてイオン源に導入されるとき，ガス溜めの圧力やキャピラリーの長さ，内径に応じた同位体分別が行われる．これは，同位体分別係数（α）が常に一定なｌｌＥｌｙｌｅｉｇｈ過程によって記述できると和田他（１９８２）では報告している．
このｌｌａｙｌｅｉｇｈ過程は次式で表される．
５１６０＝１０００１ｎ（／（̈１）­１）
ここで，７はガス溜め内のガス試料の残存の割合である．
微量試料を測定するときには，導入した試料ガスは，そのほとんどが使われることになる．また，ガス溜めに残るガスの割合が小さくなるほど同位体分別が大きくなる
ことから，？・／ＩＡＴ­２５２にはキャピラリーリークによる同位体分別がどの程度存在するの か 知 って お く 必 要 も あ る ． し か し ， Ｍ Ａ Ｔ ­ ２ ５ ２ で は ， 同 位 体 比 の 測 定 を 行 い な が ら残っている試料のガスの量を測定できない．そのため，今回は標準ガスの［４４］の出力を 指 標 と して 用 い た ． 測 定 に は 微 量 試 料 導 入 用 の シス テム を 用 い た ． そ の 測 定 結 果 がＦｉｇ．４の微量試料用導入系を用いて測定したもの（ロで表記）になる．
測定では，標準ガスの［４４］の出力をおよそ３．０Ｖにして，試料ガスを［４４］の出力が４．０〜 ４ ． ５ Ｖ に な る よ う に 導 入 し た ． そ して ， 同 じ 試 料 ガ ス を 連 続 的 に 測 定 して ， リ ー ク
セパレーションによる同位体比の変化を推定した．試料ガスの出力，つまり試料ガスの 流 れ た 量 は ， 標 準 ガ ス と 試 料 ガ ス の ［ ４ ４ ］ の 出 力 の 差 が 徐 々 に 開 いて い く こ と を 用 いて示した．
圧力効果による影響が大きすぎて，キャピラリーリークによる同位体分別が検出しに くく な っ て い る と も 考 え ら れ る が， 微 量 試 料 を 測 定 し た と き で あ っ て も ， 通 常 の 導入系を用いた測定と差が見られない．キャピラリーリークによる同位体分別があれば，圧力効果による見かけ上の同位体比の変化に付け加わるはずであるから，ＭＡＴ­２５２にはキャピラリーリークによる同位体分別がないか十分小さいと考えられる．

３０７おわりに名古屋大学年代測定資料研究センターにおけて，微量試料の酸素・炭素安定同位体組成を測定するための，測定条件に関する問題点が浮かび上がってきた．今後これらの問題点を克服するために，様々な条件での実験が必要となってくる．
圧力効果によるイオンの出力比Ｆ・ｔ月／［４４１，［４卵［４４］の変化が，試料ガスの圧力とイオンの出力のどちらに大きく影響されるのかによって，試料ガスの導入量をもっと増や して イ オ ン 出 力 ， 圧 力 共 に 大 き く す る の か ， キ ャ ピ ラ リ ー の 締 め 付 け を 強 く して イオ ン 出 力 を 変 え な い か 低 く して （ ガ ス 流 量 を 落 と して ） 圧 力 の み 高 く す る の か ， 圧 力 効
果 に 対 す る 対 処 も 異 な ってくる ．
今後，同位体組成や試料ガスの量などがわかっている試料を用いて測定を行い，より詳細な条件決定のためのデータを集めていく予定である．

辞謝

本研究にあたり，静岡大学理学部の和田秀樹博士，名古屋大学年代測定資料研究センターの中村俊夫博士には，数多くの助言を頂いた．また，鳴門教育大学学校教育学部 の 米 延 仁 志 博 士 に は ， 英 文 の 校 閲 を して 頂 い た ． 記 して 謝 意 を 表 す る ．

引用文献
和田秀樹・新妻信明一斉藤常正（１９８２），超微量試料による炭素・酸素同位体比の測定に つ いて ． 静 岡 大 学 地 球 科 学 研 究 報 告 ， ７ ， ３ ５ ­ ５ ０ ．
・藤井昇・新妻信明（１９１４・ｔ），ＭＡＴ２５０による超微量炭酸ガス試料の安定同位体比測定法．静岡大学地球科学研究報告，１０，１（Ｄぺ１２．

３０８

Ｏｘｙｇｅｎａｎｄｓｔａｂｌｅｃａｒｂｏｎｉｓｏｔｏｐｉｃｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ総漁ｏｆｓｍｌｌｌｌ­ｓｃａｌｅｓａｍｐｌｅʼ

ＨｉｒｏｓｈｉＡＯＫＩＩ）ａｎｄＡｋｉｋｏＩＫＥＤＡ２）

１）ＧｒａｄｕａｌｅｓｃｈｏｏｌｏｆＳｃｉｅｎｃｅ，ＮａｇｏｙａＵ❹ｖｅｒｓｉｌｙ，Ｎａｇｏｙａ４６４­０１，ＪａＰａｎ
２）ＤａｔｉｎｇａｎｄＭ刮ｅｒｉａｌｓＲ｛ｓｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｎａｇｏｙａ４６４­０１，Ｊａｐａｎ

Ａｂｓｔｒａｃｔ

Ｔｈｅｍａｓｓ­ｓｌ）ｅｃｔｒｏｍｃ；ｔｅｒＭＡＴ２５２ａｔＤａｔｉｎｇＭａｔｅｒｉａｌｓＲ（５ｓｃａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｃｒｓｉｔｙｉｓ
ａｕｔｏｍａｔｉｃａｌｌｙ〔；ｏｎｔｒｏｌｅｄｂｙａｌ〕ｃ；ｒｓｏｎａｌｃｏｍＰｕｔｃｒ（Ｃｏｍｐａｑ）ｆｏｒｓＮｖｉｔｃｈ­ｏｖｃｒｍｃａｓｕｒｃｍｃｎｔｂｅｔｗｃｃｎ
ｓａｍＰｌｅａｎｄｓｔａｎｄａｒｄｇａｓｅｓａｎｄｄａｔａａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ．ｌｔｈａｓａｔｒｉｐｌｃｃｏｌｌｃｃｔｏｒｗｈｉｃｈｃｎａｂｌｃｓｔｏｍｃａｓｕｒｃ
ｂｏｔｈ沢４５／４４ａｎｄ尺４６／４４ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙ．ｌｔｓｌ；Ｉ）ｅｃｉａｌｌｙｄ（；ｓｉｇｎｅｄ９０ｓｃ５ｃｔｏｒｅｌｃｃｔｒｏｍａｇｎｅｔ
ｒｅａｌｊｚｅｓａｈｉｇｈｄｉｓＰｃｒｓｉｏｎｏｆｉｏｎｂｃａｍｓｒ（ｌｓｕ！ｔｉｎｇａｎａｌｙｓｅｓｏｆｈｉｇｈｒ（；ｓｏｌｕｔｉｏｎ。
Ｘｖｃｎｅｗｌｙｄｅｖｅｌｏｐｅｄａｌ；ｔａｉｎｌｅｓｓｓｔｅｃｌ­ｇｌａｓｓｌｉｎｅｗｉｔｈａｗ葉詣ｔｒａＰｗｈｉｃｈｃｏｎｔａｉｎｓｓ；ｔ２１１ｎｌｅｓｓｂａｌｌｓｏｆ３ｍｍｄｉａｍｃｔｅｒ，ｗｈｉｃｈｉｓａｉｍｃｄｔｏｆａｃｉｌｉｔａｔｅｔｒａＰＰｉｎｇｗａｔｃｒｂｙｍｃａｎｓｏｆｔｈｅｉｎｃｒｃａｓｃｉｎｔｈｃ
ｉｎｎｅｒｓｕｒｆａｃｅａｒｅａｏｆｔｈｅｔｒａｐ．ＡｂｏｔｔｌｅｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｐｕｒｉｆｉｃｄＣ０２ｇａＳａｓｌｌｍａｃｈｉｎｅｓｔａｎｄａｒｄｌｌｗａｓ
ａｌｓｏａｔｔａｃｈｅｄｔｏｔｈｉｓｌｉｎｅ．ＴｈｉｓｍａｃｈｉｎｅｓｔａｎｄａｒｄｉｓＰｏｓｓｉｂｌｙｕｓｃｄｔｏｔｃｓｔｔｈｅ（こｈａｒａｃｔａｒｉｓｔｉｃｓａｎｄ
ｔｈｃｃｘｉｓｔｉｎｇｃｏｎｄｉｔｉｏｎｏｆｔｈｃｓｐｃｃｔｒｏｍｃｔｃｒ。
ＴｈｉｓＭＡＴʼ２５２ｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈａｓｔａｉｎｌｅｓ；ｓ­ｇｌａｓｓｌｉｎｅｈａｓｐｏｌ；ｓｉｂｊｌｉｔｙｔｏｍ（ｌａｓｕｒｃｓｍａｌｌｓｃａｌｃ
ｓａｍｐｌｅｓ，ｔｈｏｕｇｈａｆｅｗｐｒｏｂｌｅｍｓｍｉｇｈｔａｐＰｅａｒ．ＳｏｉｔｉｓｉｎｄｉｓＰｅｍｓａｂｌｃｔｏｏｂｔａｉｎｃｘＰｃｒｉｍｃｎｔａｌ
ｉｌｌｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｍａｃｈｉｎｃ．ＴｈｉｓＰａＰａｒｒｃＰｏｒｔｓｔｈｃｂａｓｉｃｃｘｐｃｒｉｍｅｎｔａＨｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｉｓｏｔｏＰｉｃ
ｍｃａｓｃｕｒｃｍｃｎｔｓｏｆｓｍａｎ­ｓｃａｌｃｓａｍＰｌｅ。
ＸＶｃ（；ａｒｒｉｃｄｏｕｔｔｗｏｅｘＰｃｒｉｍｃｎｔｓ：ｐｌ｀（ｌｓｓｕｒｃｃｆｆｃｃｔａｔｖａｒｉｏｕｓｇａｓＰＩʻｅｓｓｕｒｅｓｆｏｒｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄａｎｄｓａｍｌ）１ｃｉｎｌｃｔ，ａｎｄｌｃａｋｌ；ｃ；Ｉ）ａｒａｔｉｏｎｂｙｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｎｌｅａｓｕｒｃｍｃｎｔｓｏｆｏｎｃｓａｍｐｌｃ．ＴｈｃＰＩʼｃ５ｓｓｕｒｅｃｆ゛ｆｅｃｔ
ｗａｓ（）ｂｓｅｒｖｅｄｓｈｏｗｉｎｇｔｈａｔｉｓｏｔｏｐｅｒａｔｉｏｓＰｅｃｉｆｉｃａｌｌｙｖａｒｉｃｓａｃ（ｘ）ｒｄｉｎｇｔｏｔｈｃｇａｓｐｌʼ（；ｓｓＬＩＩʼｅ．Ｌｅａｋｓ；（；Ｐａｒａｔｉｏｎｗａｓｎｏｔｄｃ５ｔｅｃｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｍｃ；ａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ．

ＫｅｙＷｏｒｄｓ：ｓｔａｂｌｃ弛ｏｔｏｐｃｍ（ｌａ５；ｕｒｃｎｍｃｎｔ，ｃａｒｂｏｎ，（）ｘｙｇｃｎ，ｒ）ｒ｛ｉｓｓｕｒｅ（５ｆｆｅｃｔｊｅａｋｓｃＰａｒａｔｉｏｎ

３０９­