NEW ５シリーズB MSO
ミックスド・シグナル・オシロスコープ

あらゆる計測課題に対応、システム・レベルの設計・解析に最適
新登場 ５シリーズ B MSO
ミックスド・シグナル・オシロスコープ◦ 周波数帯域350MHz〜2GHz◦ ４、６、８FlexChannel® 入力◦ 12ビット AD コンバータと最高16ビットの高分解能◦ 最大100MHz の内蔵任意波形／ファンクション・ジェネレータ
◦ 新基準のユーザ・エクスペリエンス◦ 革新のプロービング技術◦ 豊富で操作性に優れた測定、解析機能◦ リムーバブル SSD によるデータ・セキュリティ強化◦ 将来のアプリケーション・ニーズに対応

https://jp.tek.com/MSO5B
日本語版の新製品紹介セミナ、デモ・ビデオ、セレクトガイドおよび各種技術資料はこちらからご覧いただけます ➡

5シリーズ B MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

時代のニーズに応える汎用オシロスコープの新基準
統合スペクトラム解析

ユーザ・インタフェース◦タッチとマウス両方の操作に最適化

強力な解析◦トレンド、ヒストグラム、及びスペクトラム・プロットなどの自動測定機能◦拡張ジッタ解析オプション◦パワー測定解析オプション

大型タッチ・スクリーン
HDディスプレイ（1,920×1,080）

周波数帯域◦350MHz〜2GHz◦すべてのモデルは購入後にアップグレード可能

レコード長◦62.5M〜500Mポイント
最大12ビット垂直分解能（HiRes モードで最大16ビット）

入力チャンネル◦4/6/8チャンネル

AUX外部トリガ入力

プロトコル解析オプション◦シリアル・バス・トリガと解析◦同時に解析するバスの数は無制限

リムーバブルSSD
デジタル・ボルトメータ／周波数カウンタ◦製品登録で無料追加可能

タッチ操作に最適化された
ユーザ・インタフェース

最大100MHzの任意波形／
ファンクション・ジェネレータ

自由自在のチャンネル構成
ー FlexChannel®

追加表示◦設定可能なMath（波形演算）の数は無制限◦表示可能のリファレンス波形の数は無制限

内蔵のPIトランスレータ◦∙∙プローブの選択でアナログ１チャンネル、またはデジタル8チャン
ネルを自動認識◦∙∙最 大アナログ8チャン
ネル、またはデジタル64チャンネルの構成が可能
TPP0500/1000型
受動プローブ◦∙∙設定バーのバッジをタップすることで、入力、トリガ及び波形をコントロール可能◦∙∙ドラッグによる波形の位置調整◦∙∙ピンチ／ズーム／スワイプでスケール変更

旧機種用の制御プログラムを修正することなく、そのまま入れ替えが可能

TLP058型
ロジック・プローブ

ヒストリ・モード

最大16ビットの垂直分解能

8ビットADC

12ビットADC

12ビットADC、HiResモード12ビットのADCが搭載されており、より詳細な信号観測が可能。HiResモードを使用すれば、最高16ビットの垂直分解能が実現可能

TekScope
どこでもいつでも波形解析

eScope®
ネットワーク経由で遠隔操作◦∙∙オシロスコープ本体と全く同じ操作を
PC 上で実現◦∙∙波形の観測／解析、測定の実行◦∙∙USB／イーサネット・ケーブル経由での波形データの取得
シリアル・バスのデコード、ジッタ解析、マルチスコープ解析など様々な機能が追加可能

Web ブラウザを使用してネットワーク内でオシロスコープに接続、制御可能

拡張メモリを使用して数千のイベントを取込み、過去の取込み波形を簡単に表示可能

TekDriveクラウド・ベースのデータ管理
共同作業がもっと簡単に

ユーザは接続されたデバイスからあらゆる種類のファイルをアップロード、保存、整理、検索、ダウンロード、共有することが可能5シリーズ B MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

強力な解析機能で多種多様なアプリケーションに対応
シリアル・デコード／解析

シグナル・インテグリティ◦∙∙制御バス（I2C、I3C、SPI、eSPI、1-Wire）◦∙∙USB バス（USB2.0、eUSB2.0）◦∙∙オーディオ・バス（I2S、LJ、RJ、TDM）◦∙∙レガシー・バス（RS-232/422/485、UART、SDLC）◦∙∙イーサネット（10BAS-T、100BASE-TX、MDIO）◦∙∙車載バス（CAN、CAN-FD、CAN-dbc、LIN、CXPI、PSI5、SENT、FlexRay、100base-T1）◦∙∙産業用バス（EtherCAT）◦∙∙MIPI（C-PHY/D-PHY）◦∙∙電源バス（SPMI、SVID、SMBus）◦ 汎用バス（NRZ、8B/10B、マンチェスタ）◦∙∙航空／宇宙向けバス（MIL-STD-1553、ARINC 429、SpaceWire）◦∙∙拡∙ 張ジッタ解析◦∙∙マスク／リミット・テスト◦∙∙LVDS 自動テスト・ソリューション
◦∙∙PAM3シグナル解析◦∙∙ユーザ定義フィルタ作成ツール

パワー解析◦∙∙スイッチング電源解析◦∙∙周波数レスポンス解析（制御ループ解析、PSRR、電源インピーダンス測定）◦∙∙デジタル・パワー・マネージメント／解析◦∙∙三相インバータ／モータ／ドライブ解析◦∙∙三相インバータの DQ0解析◦∙∙SiC/GaN デバイスの動特性測定

自動車関連
コンプライアンス・テスト◦∙∙USB2.0◦ イーサネット（10/100/1000BASE-T）◦∙∙イーサネット・自動マルチレーン・テスト（10/100/1000BASE-T）◦∙∙車載イーサネット（10base-T1S、100base-T1、1000base-T1）◦ 産業用イーサネット（10BASE-T1L）

航空／宇宙◦∙∙拡張ジッタ解析◦ マスク／リミット・テスト◦∙∙航空／宇宙向けバス解析（MIL-STD-1553、ARINC 429、Space Wire）◦ 汎用バス解析（マンチェスタ、NRZ）◦∙∙ハーネスを切断せずに測定可能な100BASE-T1、1000BASE-T1の信号分離◦∙∙PAM3信号の詳細解析◦∙∙三相インバータ／モータ／ドライブ解析◦∙∙IMDA による DQ0測定◦∙∙車載バス（CAN、CAN-FD、CAN-dbc、LIN、CXPI、PSI5、SENT、FlexRay、100base-T1）◦∙∙車載イーサネット（10base-T1S、100base-T1、1000base-T1）

最新技術で RF 解析も強力にサポート
Spectrum View - 統合スペクトラム解析
MSO5B シリーズは周波数解析専用のハードウェアを搭載しているので、従来の FFT では不可能だった時間軸と周波数軸の両方に同時に最適化された表示を実現します。時間軸波形とスペクトラム波形を同一画面上で時間相関をもって解析が可能です。
◦∙∙チャンネルごとに独立した設定が可能◦∙∙最大8チャンネル表示可能◦∙∙中心周波数、スパン、RBW など
簡単に設定◦∙∙RF vs 時間解析可能

SignalVu-PC - ベクトル・シグナル解析
ソフトウェア
オプションの SignalVu-PC を搭載することにより、MSO5B シリーズ・オシロスコープを広帯域のベクトル・シグナル・アナライザとして使用することができます。
◦∙∙RF 測定の実行◦∙∙RF 信号の復調と解析◦∙∙レーダまたは
パルス RF の検証

MSO54B

MSO56BMSO58B

FlexChannel 数

基本仕様

468

最大アナログ・チャンネル数468

最大デジタル・チャンネル数（Opt.）

3248

64

350MHz、500MHz、1GHz、2GHz

周波数帯域
ADC 分解能

12ビット

垂直軸分解能8ビット @ 6.25 GS/s
12ビット @ 3.125 GS/s
最高16ビット High Res モード時
6.25GS/s 全チャンネル

サンプル・レート

62.5M ポイント 全アナログ／デジタル・チャンネル

レコード長最大レコード長（Opt.）

500M ポイント

波形取込みレート＞500,000波形 /s
最高100MHz、サイン、パルスなど13種の波形

任意波形／ファンクション・ジェネレータ（Opt.）

4桁

DVM 4桁周波数カウンタ

8桁

ディスプレイ15.6型、HD（1,920×1,080）分解能、静電容量方式タッチ・スクリーン
Closed Linux（標準／リムーバブル）
Open Windows（オプション／リムーバブル）OS

標準

Aux 外部トリガ入力TPP0500（500MHz、3.9pF）または TPP1000（1GHz、3.9pF）

標準プローブ
寸法309mm×454mm×204mm（高さ×幅×奥行）

質量11.4kg 未満
1年間

保証期間

オーダー情報推奨ソフトウェア

MSO54B∙∙∙∙∙∙∙∙4 FlexChannel ミックスド・シグナル・オシロスコープ
MSO56B∙∙∙∙∙∙∙∙6 FlexChannel ミックスド・シグナル・オシロスコープ
MSO58B∙∙∙∙∙∙∙∙8 FlexChannel ミックスド・シグナル・オシロスコープ◦用途に応じてパッケージングされたソフトウェア・バンドル

周波数帯域オプション（必須）Opt. 5-BW-350∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 350MHz 周波数帯域
Opt. 5-BW-500∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 500MHz 周波数帯域
Opt. 5-BW-1000∙∙∙∙∙∙ 1GHz 周波数帯域
Opt. 5-BW-2000∙∙∙∙∙∙ 2GHz 周波数帯域

サービスオプション
Opt. T3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年トータル保証サービス
Opt. T5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年トータル保証サービス
Opt. R3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年保証期間
Opt. R5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年保証期間
Opt. C3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年標準校正（ 納品後2回実施）
Opt. C5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年標準校正（ 納品後4回実施）
Opt. D1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 英文試験成績書
Opt. D3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 3年試験成績書（Opt. C3と同時発注）
Opt. D5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5年試験成績書（Opt. C5と同時発注）

機器オプション
Opt. 5-WIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ リムーバブル Windows ライセンス SSD
Opt. 5-SEC∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 拡張セキュリティ
Opt. 5-AFG∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 任意波形／ファンクション・ジェネレータ出力追加
Opt. 5-RL-125M∙∙∙∙∙∙∙ 最大125M/chレコード長
Opt. 5-RL-250M∙∙∙∙∙∙∙ 最大250M/chレコード長
Opt. 5-RL-500M∙∙∙∙∙∙∙ 最大500M/chレコード長

アクセサリ

Opt. 5-STARTER-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙スターター・バンドル、1年間
Opt. 5-STARTER-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙スターター・バンドル、永続※
Opt. 5-PRO-SERIAL-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シリアル・デコード・プロ・バンドル、1年間
Opt. 5-PRO-SERIAL-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シリアル・デコード・プロ・バンドル、永続※Opt. 5-PRO-POWER-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙パワー・プロ・バンドル、1年間
Opt. 5-PRO-POWER-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙パワー・プロ・バンドル、永続※
Opt. 5-PRO-SIGNAL-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シグナル・インテグリティ・プロ・バンドル、1年間
Opt. 5-PRO-SIGNAL-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙シグナル・インテグリティ・プロ・バンドル、永続※
Opt. 5-PRO-COMPL-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙コンプライアンス・テスト・プロ・バンドル、1年間
Opt. 5-PRO-COMPL-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙コンプライアンス・テスト・プロ・バンドル、永続※
Opt. 5-PRO-AUTO-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙自動車プロ・バンドル、1年間
Opt. 5-PRO-AUTOPER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙自動車プロ・バンドル、永続※
Opt. 5-PRO-MILGOV-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙航空／宇宙プロ・バンドル、1年間
Opt. 5-PRO-MILGOV-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙航空／宇宙プロ・バンドル、永続※
Opt. 5-ULTIMATE-1Y∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙アルティメット・バンドル、1年間
Opt. 5-ULTIMATE-PER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙アルティメット・バンドル、永続※◦個別の機能を個別に指定可能な単品ソフトウェア・オプション（単品ソフトウェア・オプションの種類、詳細については別途データ・シートをご確認ください）◦PC 上で動作するオフライン・ソフトウェア（TekScope）（プロ・ライセンス／アルティメット・ライセンスについては担当営業にご確認ください）

Opt. TEKSCOPE-STARTER-1Y∙∙∙∙∙∙TekScope スターター・バンドル、1年間
Opt. TEKSCOPE-STARTER∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙TekScope スターター・バンドル、永続※※永続的ライセンス：ソフトウェアの使用権は無期限です。ただし、2年目以降のバージョンアップには毎年保守費用が必要です。詳細は営業担当にお問合せください。

TLP058∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 8ch 汎用デジタル・プローブ
HC5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ハード・キャリング・ケース
RM5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ ラック・マウント・キット

jp.tek.com

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
各種お問い合わせ先 ：https://jp.tek.com/contact-us
技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡、修理・校正依頼〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2021, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2021年12月

55Z-MSO5B-0