支台築造用ファイバーポスト・コア
臨床

例

i−TFCルミナスファイバー
i−TFCルミナスコア
i−TFCルミナスボンド

築造窩洞の形成

試適

長さ調整

ボンディング処理

光照射

根 管 形 成 用 のドリル（ピーソリーマなど）で築造窩洞の形成を行う。

築 造 窩 洞 に 合った 光 ファイバーポストを選択し試適する。

築 造 体 に 合 わ せ て 光 ファイ
バーポストの長さを調整し、清掃する。

キャタブラシでボンドを混合し窩洞内に塗布する。20秒後強くエアブローし乾燥させる。

LED照 射 器にて10秒 照 射しボンドを硬化させる。

ＬＣフロー填入

光ファイバーポスト挿入

光照射

ＬＣフロー築盛

支台歯形成

窩洞内にLCフローを気泡が混入しないように填入する。

調整した光ファイバーポストを挿入する。光ファイバーポストの頭頂部はレジンで覆わないよう注意する。

光ファイバーポストの頭頂部からLED照 射 器にて20秒 光照射し、ポスト部のレジンを硬化させる。

コア部にLCフローを築盛し、LED照射器にて硬化させる。

硬化後、通法に従い支台歯形成を行う。

サンメディカルから保険適用のファイバーポスト・コア「i−TFCルミナス」シリーズ登場！

MADE IN JAPAN

包装・価格
歯科根管用ポスト成形品

i−TFCルミナスファイバー
i−TFCルミナスファイバ
ファイバ
バー 光ファイバ
光ファイバーポスァイババ ポススト※付属のトレーサビリティシールは、臨床情報の保管・管理にご使用ください。

１０本入り

2０本入り

●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm●1.6mmφ×18mm●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm●1.6mmφ×18mm

１０本入り 各 ￥5,850

2０本入り 各 ￥11,300

    

Cross-sectional view

Braided glass fiber

Glass fiber

Glass fiber

Optical fiber

6０本入り●1.0mmφ×18mm●1.2mmφ×18mm●1.4mmφ×18mm
6０本入り（20本入り×３） 各 ￥33,300

MADE IN JAPANFlexible andeasy to build up

2.5mL

歯科用象牙質接着材

歯科用支台築造材料

ｉ−ＴＦＣルミナスボンド セット

i−TFCルミナスコア LCフロー
2.5mL ￥4,300

標準価格 ￥9,700

MADE IN JAPANボンド
1本 (3mL)
キャタブラシ1ケース(100本)
プラスチックダッペン 5枚

i−TFCルミナス ファイバーコア＆ボンド セット

Mixing Bondand Catabrush

標準価格 ￥16,000
i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト（1.0㎜φ×18㎜） 5本【単 品】
i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト（1.2㎜φ×18㎜） 5本■ｉ−ＴＦＣルミナスボンド ボンド
3ｍＬ ￥6,800
i−TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト（1.4㎜φ×18㎜） 5本■ｉ−ＴＦＣルミナスボンド キャタブラシ 100本 ￥3,200
i−TFCルミナスコア LCフロー
1本（2.5mL）
30枚 ￥1,000
１９Ｇニードルロング5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ■プラスチックダッペン■19Ｇニードルロング
20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800
1本（1mL）
i−TFCルミナスボンド ボンド■ｉ−ＴＦＣルミナス 収納ケース￥900
1ケース（30本）
i−TFCルミナスボンド キャタブラシ
５枚プラスチックダッペン
1ケース
収納ケース
歯科根管用ポスト成形品 i−TFCルミナスファイバー（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AKBZX00057000
歯科用象牙質接着材 i−TFCルミナスボンド（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AFBZX00078000

歯科用支台築造材料

i−TFCルミナスコア（管理医療機器） 医療機器認証番号 229AFBZX00086000■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は20２０年6月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

i−TFCルミナスの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル検索

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →

Bond 3mL/Catabrush 100pcs

光にこだわるファイバーポストコアシステム

コストパフォーマンスに優れた大容量シリンジ

i−TFCルミナスシリーズ

i−TFC ルミナスコア ＜L Cフロー＞
操作性の良い光重合タイプのフロアブルレジンです。1本で根管への填入からコア部の築盛まで使えます。

i−TFCルミナスシリーズは、光透過性の高いi−TFCルミナスファイバー、操作性の良いi−TFCルミナスコア、根管象牙質への接着が良好なi−TFCルミナスボンドがラインナップされています。

ゆとりのある操作時間無駄が少ない

光重合タイプなので、余裕を持ってファイオートミックスタイプのシリンジに比べバーの位置決めができ、コア部の築盛までて押し出し感が軽く、ストレスなく操作19Gニードルロ充分な操作時間が確保できます。

できます。また、ニードルチップ内のレジングで細長い根管

さらに、ニードル内のレジンが作製途中でン残量が少ないため無駄がほとんどあに填入する際も気固まることがありません。

りません。

泡の混入を抑える

ロングサイズのニードルを採用

保険適用で審美性に優れた国内生産のシステムを是非ご活用ください。

i−TFC ルミナスファイバー ＜光ファイバーポスト＞
1.0mmφサンメディカルの技術により開発された、光透過性の高い国内生産のファイバーポストです。

1.2mmφ1.4mmφ1.6mmφ（原寸大）ことができます。

症例によって4種類のサイズからお選びいただけます。
シラン処理は要りません！

自由なタイミングで固められる
レジン残量が少ない

光透過性の高い光ファイバー

編み込まれたグラスファイバー

ポストの中心に光ファイバーが入っており深い根管の奥まで光をファイバーポスト表面のグラスファイバーは編み込み構造になっ通すことができます。ているため、その凹凸部分にレジンが入り込み高い機械的嵌合力

そのため根管深部のレジンまでしっかりを発揮します。また濡れ性の良いi−TFCルミナスコアと組み合わりの付形が可能と重合できます。

せることで、ポストの前処理は不要となります。

です。

適度な流動性で余裕の操作時間

ファイバーの位置決め

i−TFCルミナスコア

光ファイバー

築盛しやすい流動性
コア部も思い通光重合

ミキシングチップ

19Gニードルロング

グラスファイバー＋
レジン

グラスファイバー+
レジン

光ファイバー

ボンドには必ずキャタブラシをご使用ください！

編み込み構造光ファイバーポストとLCフローの接着界面拡大写真

i−TFC ルミナスボンド ＜直接法専用＞
乾燥の難しい根管象牙質に適したボンディング材です。

良好なX線造影性
アルミニウム2mm

根管象牙質にしっかり浸透相当以上のX線造

1.4mmφ1.44mmφφの確認、予後の診断

より、完全乾燥が難しい根管象牙質において高い重合10性能を発揮します。また、次亜塩素酸ナトリウムの影響05.0

4.0

3.0

2.0

1.0を受けないため安定した接着強さが得られます。

1.6mmφ16φ

直接法・間接法の作製ステップはコチラ

光の拡散が少ない

ハロゲン （1000mW/cm2）

LED （1000mW/cm2）

照射時間

2０秒

4０秒

2０秒

3０秒

硬化深度

10mm

13mm

10mm

13mm

機種

技工用
光重合器
技工用光重合器を機種
照射時間

ハロゲン90秒

キセノン

180秒

90秒

使用する場合は、光軸方向に対して光ファイバーポストとト頭頂部から照射

光ファイバーポス

垂直に合わせてくＬＣフローの併用で、してください。

トとＬＣフローを併ださい。

最長13mmの根管用することで、最長12mmの根管に適9０秒

硬化深度 10mm 12mm 10mm 12mm 12mm

光ファイバーポスに適用できます。

LED

180秒

診療用光照射器は、

5i−TFCルミナスボンド似しています。また、根管象牙質にしっかりと接着することで、歯質・レジン・ファイバーポストが一体化したモノブロック構造となり応力が分散されます。これにより歯根破折の抑制が期待できます。
（自社法による）

1０秒

LED※1０秒※光量1000mW/cm2以上

ボンド・コア・ポストの機械的物性
i−TFCルミナスシリーズで歯根破折の抑制が期待できる

照射時間

ハロゲン

根管象牙質に対する微小引張接着強さ（自社試験による）

キャタブラシ種※

15

i−TFCルミナスシリーズで作製した築造体は、曲げ弾性率が象牙質に近用できます。
（自社法による）

20

影性があり、試適時

各種光照射器に対応
診療用
光照射器

機

25

アルミニウム板の厚さ（mm）

1.2mmφ1.
φ30

キャタブラシに含まれる親水性重合開始剤の効果にに適しています。
1.0mmφφ

光照射器と照射時間

35MPaトレーサビリティシールを付属しています。

20
象牙質の曲げ弾性率

15GPa

4種類のサ類のササイズバ
4種類のサイズバリエーション（12〜19GPa）

10501.2mmφ＋LCフロー

光ファイバーポストとLCフローを併用した築造体の曲げ弾性率（自社試験による）