支台築造用ファイバーポスト・コア®
ⅰーＴＦＣ ルミナスファイバーⅡ®
ⅰーＴＦＣ ルミナスコアⅡ®
ⅰーＴＦＣ ルミナスボンドⅡ
試適後の「光ファイバーポスト」はどのように清掃しま
4．すか︖

QA消毒用エタノールなどでポスト表面を清掃し、確実に乾燥を行ってください。

支台築造用レジン

歯科根管用ポスト成形品 ⅰーＴＦＣルミナスファイバーⅡ（管理医療機器）306AKBZX00009000
歯科用支台築造材料

ⅰーＴＦＣルミナスコアⅡ（管理医療機器）306AKBZX00010000

歯科用象牙質接着材

ⅰーＴＦＣルミナスボンドⅡ（管理医療機器）306AKBZX00018000

準低重合収縮モノマー「LPSモノマー」と「S-PRGフィラー」を配合しました。
また、色調は従来からの『ユニバーサル』に加え、歯質と明確に識別できる『ブルー』を追加しました。

備「LPSモノマー」の採用によりどんなメリットがあり

Q 1．どのような症例に適用可能ですか︖
AQ 5．「 i－TFCルミナスコア LCフロー」からの改良点は︖「i－TFCルミナスコアⅡ LCフロ－S」ではあらたにA以下の条件を満たす症例に適用できます。

Q 6．ますか︖
歯科で一般的に多用されるモノマーと比較して重合収A縮率が極めて低いため、C-ファクターの大きい根管内でも適合性が高く、コントラクションギャップの低減が期待できます。

Q 7．「S-PRGフィラー」とは︖㈱松風によって独自開発された「S-PRGフィラー」はAフッ素など６種類のイオンをリリースし、酸中和能を発現する特長があります。
㈱松風、三井化学㈱との３社業務提携を活用し、当社製品への採用が実現しました。

Q 2．「光ファイバーポスト」への表面処理は必要ですか︖
必要ありません。
A「光ファイバーポスト」表面のグラスファイバーは編み込み構造になっているため、その凹凸部分にレジンが入り込み高い機械的嵌合力を発揮します。また、新規技術によりポスト外周のレジンの被覆性が向上したため、併用するレジンコアとも馴染みやすい特長があります。さらに濡れ性の良い「 i－ＴＦＣルミナスコアⅡ」と組み合わせることで、ポストの前処理は不要となります。
ただし、切断面などの加工面には市販のシランカップリング剤の使用をおすすめします。

Q 3．「光ファイバーポスト」を切断するには︖「ファイバーカッター
Aタイプ2」（㈱YDM）をおすすめします。簡単に切断でき、切断面も綺麗です。
市販のダイヤモンドディ
スクなどを使用する場合は、「光ファイバーポス
ト」を回転させながら切断してください。

ファイバーカッター タイプ2[㈱ YDM]®

「S-PRG フィラー」の詳細はこちらをご参照ください

⇒

そ の 他
Q 8．再根管治療が必要になったときには︖
はじめにカーバイドバーやダイA
ヤモンドポイントを使用し、コア部分を除去しポスト先端を露出させてください。
次に「光ファイバーポスト」をガイドとしてファイバーポスト部分を削り除去してください。
その際には、ラウンド形態の「ファイバーポスト除去用」（㈱日向和田精密製作所）、または「マニーカーバイドバー（サージカルバー）」（マニー㈱）などをおすすめします。

Bʻs MI Bur Red24
最大径0.5ｍｍ
ネック部11ｍｍ「ファイバーポスト除去用」の詳細はこちらをご参照ください

FH-06XL-EL
球径0.7ｍｍ
ネック部10ｍｍ

ファイバーポスト除去用[㈱日向和田精密製作所]⇒直接法
Q 10．「 i－TFCルミナスボンド」からの改良点は︖「 i－TFCルミナスボンドⅡ」では、ボンド組成のA

Q 9．直接法におすすめの接着材はありますか︖
A見直しに加え、キャタブラシ中の親水性アミノ酸系重合開始剤の担持量を増やしました。
これにより、塗布時間が短くなり、塗布後の光照射も不要＊となりました。
＊「i－TFCルミナスコアⅡ LCフロ－S」填入後の光照射は必要です。

各ボンディング材の操作時間
トータル時間®

ⅰーＴＦＣ ルミナスボンドⅡ セット「 i－TFCルミナスボンドⅡ」をおすすめします。
付属のキャタブラシに配合されている親水性アミノ酸系重合開始剤の効果により光が届きにくい湿潤した根管象牙質においても硬化が促進され、高い接着性を示します。
ボンド使用時には必ず付属のキャタブラシをご使用ください。他のスポンジやブラシを使用すると接着性能を発揮しません。

間接

ルミナスボンド

10ルミナスボンドⅡ秒

5525 秒1010 秒50510152025

塗布

乾燥

30
光照射

法

Q 11．模型のアンダーカットの修正は必要ですか︖
築造窩洞内にアンダーカットがある場合は、ワックスなAどでブロックアウトし、修正してください。

間接法で作製した築造体におすすめの接着材はありQ 12．ますか︖
接着性レジンセメントの使用をおすすめします。
A

尚、「スーパーボンドEX」「スーパーボンド」をご使用の際は、前処理材に歯科セラミックス用接着材料「スーパーボンド PZプライマー」または「M&C プライマー」を併用してください。

操作ステップ（間接法）
12

3模型作製アンダーカット修正

試適・長さ調整、ポストの清掃

分離材塗布・乾燥

8910546「光ファイバーポスト」
挿入（注1）「LCフローS」挿入

7

光照射（注2）「LCフローS」築盛

照射時間（「光ファイバーポスト」と「LCフローS」を併用した場合）
診療室用光照射器の場合

形態修正

技工用光重合器の場合

機種

LED

機種

照射時間（秒）20

照射時間（秒）

硬化目安（mm） 11

ハロゲンLED9018090180

硬化目安（mm） 10131313（自社試験による）光照射

歯科根管用ポスト成形品
歯科用象牙質接着材

模型より離型

注１︓「光ファイバーポスト」挿入後、ポスト頭頂部は「LCフローS」で覆わないでください。
注２︓技工用光重合器を使用する場合は、光軸方向に対して垂直に合わせてください。

ポスト部の再光照射

ｉ－ＴＦＣルミナスファイバーⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 306AKBZX00009000

i－TFC ルミナスボンドⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 306AKBZX00018000

歯科用支台築造材料

歯科接着用レジンセメント

歯科セラミックス用接着材料

歯科金属用接着材料

歯科セラミックス用接着材料

スーパーボンド ＰＺプライマー（管理医療機器）医療機器認証番号：224AFBZX00102000

ｉ－ＴＦＣルミナスコアⅡ（管理医療機器） 医療機器認証番号 306AKBZX00010000

スーパーボンド（管理医療機器）医療機器認証番号 221AABZX00115000

M&C プライマー（管理医療機器）医療機器認証番号 231AFBZX00022000■「ｉーＴＦＣ」「光ファイバーポスト」「ＬＰＳモノマー」「スーパーボンド」はサンメディカル株式会社の登録商標です。
「ＰＺプライマー」「Ｍ＆Ｃプライマー」はサンメディカル株式会社の商標です。 ■「S-PRG」は株式会社松風の登録商標です。
■ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。
■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。

■標準価格・表示記載は 2024 年 8 月 21 日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

®

「ｉ-ＴＦＣ ルミナスⅡ」の情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ン メ ディカ ル

検索

スマートフォンからのアクセス
はコチラ →

EV01Q-01