TI01112C/33/JA/11.22-00
71588263
2022-08-10

Products

Solutions

Services

技術仕様書
Liquiline CM442R/CM444R/
CM448R
デジタル Memosens テクノロジー搭載、最大 8 センサ
入力キャビネットコントローラ

民間および公共水処理でのプロセスの監視および制御に対応
アプリケーション• 食品および飲料産業• ライフサイエンス産業• 浄水/廃水処理• 化学工業特長• 極めて高い柔軟性：• 最大 8 つの Memosens センサを接続可能• 演算機能により測定信号を希望する測定値に換算• デジタルフィールドバス（HART、PROFIBUS、Modbus、
EtherNet/IP、PROFINET）や統合された Web サーバーに対応• 洗浄機能、コントローラ、アラームリレーを選択可能• オプションのデジタルまたはアナログ入力/出力機能• Liquiline のすべての機器に対応する標準化された操作コンセプトによりプロセスの安全性を最大限確保• 調整時間を短縮：• Memosens：ラボで校正済みのセンサとホットプラグア
ンドプレイ機能• 事前設定された Liquiline 変換器• 優れた拡張性および適合性• 資産を最小限に抑制：• プラットフォーム間共通のモジュールコンセプト（例：パラメータに関係なく同一のモジュール）• FieldCare および W@M への統合により効果的なアセット管理が可能Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

目次
機能とシステム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4付き計測システム . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
アプリケーション事例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45システム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

スロットとポートの割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6モジュールの順序 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ハードウェアアップグレードの基本ルール . . . . . . . . . . . 7
ハードウェアの納入時の状態の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . 7
端子図 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CM442R- **M1A1F0* の例を使用した機器構成 . . . . . . . 9
機能図 CM442R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CM444R- **M42A1FA* の例を使用した機器構成 . . . . . 11
機能図 CM444R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CM448R-**26A1* の例を使用した機器構成 . . . . . . . . . 14
機能図 CM448R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

通信およびデータ処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

信頼性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

信頼性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
メンテナンス性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

入力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

測定変数 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
測定範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
入力タイプ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
入力信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
24
24
24
24
24

デジタル入力、パッシブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

電気仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
公称入力電流 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PFM 機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
試験電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
24
24
24
24
24

電流入力、パッシブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
信号特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
内部抵抗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
試験電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24
24
24
25

出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

出力信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
アラーム時の信号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
負荷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
リニアライゼーション / 伝送動作 . . . . . . . . . . . . . . . .

25
26
26
26

デジタル出力、パッシブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

電気仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
外部電源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PFM 機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
補助電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

26
26
26
26

試験電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

電流出力、アクティブ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
信号特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電気仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27
27
27
27
27

リレー出力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

電気仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

プロトコル固有のデータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PROFIBUS DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Modbus RS485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Modbus TCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
EtherNet/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PROFINET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Web サーバー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

電源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
消費電力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ヒューズ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
過電圧保護 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ケーブル仕様（オプションのディスプレイケーブル） . .
電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
モジュール（オプション）の接続 . . . . . . . . . . . . . . . .
保護接地接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
センサ接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
31
32
32
32
32
32
34
36
37

性能特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

応答時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
基準温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
センサ入力の測定誤差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
電流入力/出力の測定誤差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
デジタル入力/出力の周波数許容誤差 . . . . . . . . . . . . . . 40
電流入力および出力の分解能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
繰返し性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

設置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

環境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

IEC 60715 準拠の DIN レール取付 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
壁面取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
外部ディスプレイの取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

周囲温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
保管温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
相対湿度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
保護等級 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
気候クラス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
耐振動性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電磁適合性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
電気の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
汚染度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42
43
43
43
43
43
43
44
44

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

構造 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
質量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
材質 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

操作性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

外部ディスプレイ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
操作コンセプト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
外部ディスプレイ（オプション）による現場操作 . . . . .
リモート操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
言語パッケージ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48
48
48
49
49

認証と認定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
注文情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

製品ページ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
製品コンフィギュレータ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
納入範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

機器固有のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
通信関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
サービス関連のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
システムコンポーネント . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
その他のアクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Endress+Hauser

50
55
56
57
57

3

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能とシステム構成付き計測システム

この概要は、計測システムの例を示しています。その他のセンサやホルダは、ご使用のアプリケーションに合わせて、ご注文いただけます（www.endress.com/products）。
測定点

pH または ORP

測定に必要な計測システム一式：• Liquiline 変換器• オプションのディスプレイ
• Memosens テクノロジーを搭載したセンサ• 使用しているセンサに適したホルダ

飲用水の pH 測定• Cleanfit CPA871 リトラクタブ
ルホルダ• Memosens CPS11E センサ• 測定用ケーブル CYK10
飲料水の ORP• Dipfit CYA112 浸漬ホルダ• Memosens CPS12E センサ• 測定用ケーブル CYK10
導電率

1

2

排水処理における電磁式導電率
測定• Indumax CLS50D センサ• センサ固定ケーブル
発電所の冷却水の電極式導電率
測定• Memosens CLS15E センサ• 測定用ケーブル CYK10
溶存酸素

曝気槽内の溶存酸素• Dipfit CYA112 浸漬ホルダ• CYH112 ホルダ固定機器• センサ
A0042875• COS61D（光学式）固定ケー
1
キャビネット取付（センサケーブルおよび信ブル付き号ケーブルなし）• COS51E（隔膜式）、CYK10 ケーブル
1
オプションのディスプレイ（背面）2Liquiline3
外部電源ユニット（CM444R および CM448R のみ）
4
電源ケーブル（ユーザー側で用意）
5
ディスプレイケーブル

54

硝酸および SAC

濁度および界面

廃水中の硝酸• センサ CAS51D-**A2（固定ケーブル付き）• Dipfit CYA112 浸漬ホルダ• CYH112 ホルダ固定機器

工業用水の濁度• Turbimax CUS51D センサ（固定ケーブル付き）• Flowfit CUA250 ホルダ• CUR3 スプレーヘッド（オプション）

廃水処理出口の SAC• センサ CAS51D-**C2（固定ケーブル付き）• Dipfit CYA112 浸漬ホルダ• CYH112 ホルダ固定機器

4

3

最初沈殿槽での界面• Turbimax CUS71D センサ• CYA112 ホルダ• CYH112 ホルダ固定機器

殺菌

イオン選択性電極

飲用水の遊離塩素（および pH）• CCS51D センサ• Memosens CPS11E センサ• 測定用ケーブル CYK10• CYA27 流通ホルダ

曝気槽内のアンモニウムおよび硝酸• CAS40D センサ（固定ケーブル付き）• CYH112 ホルダ固定機器

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

アプリケーション事例• 以下を実装する変換器 CM444R-AAM44A0FM6：
4 x Memosens、Modbus TCP、デジタル入力および出力（各 2）、2 x リレー（洗浄/リミット値用）、2 x アナログ電流入力• 温度センサ付き pH 電極 CPS11E、項目 1（www.endress.com/cps11e）• 遊離塩素センサ CCS51D、項目 4（www.endress.com/ccs51d）• 2 x 電磁式導電率センサ CLS50D、項目 2 および 3（www.endress.com/cls50d）• 1 x 導電率計測レンジスイッチ、Modbus モジュール経由• CYA27 流通ホルダ（www.endress.com/cya27）• 流量ゼロの場合の注入停止機能付き塩素調整：DIO モジュールのデジタル入力を介した近接ス
イッチ、流量フィードフォワード制御（デジタルまたはアナログ入力経由）、DIO モジュールのデジタル出力を介した PFM 制御式注入ポンプ

4

1

Outlet 1
11:12:13 29.06.2013

2

CH 1:1 pH

6.99 pHCH 1:1 Temperature

25.1 °C

CH 1:2 Cond I

9.02 mS/cm

CH 2:1 Cond I

13.41 mS/cm

CH 2:2 Chlorine

9.03 mg/l

CH 3:1 Current Input [Flow]

15.1 nA

MENU

3

Field Data Manager

10.00
mS/cm

8.00
mS/cm

29.05.2013
10:02:20

29.06.2013
11:09:15

29.05.2013
10:02:20

29.06.2013
11:09:15

12.00
pH

6.00
pH

A0048652

2

CIP プロセスの測定点

データ保持• 外部ソースの値を含むすべての測定値を不揮発性メモリ（データログブック）に保存• 現場でユーザー定義の測定メニューからデータを呼び出し、データログブックから負荷曲線を表示• Ethernet、CDI インターフェイス、または SD カードでデータを伝送し、改ざん防止機能付きのデータベースに保存（Field Data Manager）• データを CSV ファイルにエクスポート（Microsoft Excel で使用可能）

Endress+Hauser

5Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

システム構成スロットとポートの割当て
Slots
4R

1

2AO

1

2AI

Ports

2
3

Sensor 1
Sensor 2

4

Sensor 1
Sensor 2

Sensor 1
Sensor 2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2DS

1

2DS

1

2DS

1

BASE2-E

3

ハードウェアモジュールのスロットとポートの割当て• 入力は、スロットとポートの測定チャンネルに昇順で割り当てられます。
左の例：「CH1: 1:1 pH ガラス」という表示の意味：
チャンネル 1（CH1）がスロット 1（ベーシックモジュール）：ポート 1（入力 1）に割り当てられ、pH ガラス
電極センサがここで接続• 出力およびリレーはその機能に応じて、たとえば「電流出力」と呼ばれ、スロットとポート番号が昇順にディスプレイに表示されます。

4

モジュールの順序

ディスプレイのスロットとポートの割当て

ご注文のバージョンに応じて、機器と一緒に複数の電子モジュールが納入されます。電子モジュールは、特定の順序で昇順にスロット 0～7 に割り当てられています。特定のモジュールがない
場合は、自動的に次のモジュールが繰り上がります。
• ベーシックモジュール（必須）はスロット 0 と 1 に割当て
• フィールドバスモジュール 485DP または 485MB• Memosens 入力モジュール 2DS（DS = デジタルセンサ）• デジタル入力/出力用拡張モジュール DIO（DIO = デジタル入力および出力）• 電流入力モジュール 2AI（AI = アナログ入力）• 電流出力モジュール 4AO または 2AO（AO = アナログ出力）• リレーモジュール AOR、4R または 2R（AOR = アナログ出力 + リレー、R = リレー）
本質安全センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i 付き：• CM442/CM442R：常にスロット 2 を使用• CM444/CM444R：常にスロット 7（2 チャンネル）およびスロット 6（4 チャンネル）を使用• CM448/CM448：スロット 7、6、5
4 ポートのモジュールは 2 ポートの同タイプのモジュールの前に接続されます。

6

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機器をアップグレードする場合は、以下の点に注意してください。
• 1x 4 AO モジュールへのアップグレードのみ可能• 最大 2 つの「DIO」モジュールを使用できます。

ハードウェアアップグレードの基本ルール

ハードウェアの納入時の状態の確認

Liquiline の納入時の状態を確認する際には、注文した機器に付属するモジュールのタイプと数量にご注意ください。
• ベーシックモジュール
すべてのバージョンに 1 つのベーシックモジュールが付属します。これは必ずスロット 0 お
よび 1 に割り当てます。
• フィールドバスモジュール
オプション。使用可能なフィールドバスモジュールは 1 つのみです。
• 入力モジュール• 注文したオプションの入力数に対応しなければなりません。
• 例：
2 x 電流入力 = モジュール 2AI
4 x Memosens 入力 = 2 x ベーシックモジュール付き入力 + 追加 2 x 入力付きモジュール 2DS• 電流出力とリレー
各種のモジュール組み合わせが可能です。
以下の表を使用して、出力のタイプと数量に応じてどのモジュールが機器に装備されるか確認
してください。
リレー
電流出力

0

2

4

2

-

1 x 2R1 x 4R4

1 x 2AO

1 x AOR1 x 2AO + 1 x 4R6

1 x 4AO

1 x 4AO + 1 x 2R

1 x 4AO + 1 x 4R8

1 x 4AO + 1 x 2AO

1 x 4AO + 1 x 2AO + 1 x 2R

1 x 4AO + 1 x 2AO + 1 x 4R

‣ モジュールの数量を合計し、特定の順序に応じて分類します→  6。
 それにより、お使いの機器のスロット割当てが確定します。
端子図

各端子名は、以下の要素を組み合わせたものです。
スロット番号：ポート番号：端子
例：リレーの NO 接点
デジタルセンサ用の 4 x 入力、4 x 電流出力、4 x リレーを備える機器• ベースモジュール BASE2-E（2 x センサ入力と 2 x 電流出力を含む）• 2DS モジュール（2 x センサ入力）• 2AO モジュール（2 x 電流出力）• 4R モジュール（4 x リレー）

Endress+Hauser

7Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

4R

43 42
41
43 42
41
43 42
41
43 42

Relay 1

2AO

Slot 4

Port 1 Pin 41

Relay 22DS

4
41

BASE2-E

3

2

Relay 3

1

Relay 4Slot

A003962158リレーの NO 接点（端子 41）の例を使用した端子図作成

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

CM442R- **M1A1F0* の例を使用した機器構成

A0041706

注文した基本機器（例）• オーダーコード CM442R-**M1A1F0*• 機能：1 x Memosens、2 x 電流出力（HART なし）

追加モジュールなしの拡張オプショ
ン

アクティベーションコードによるアクティブ化：• 追加の Memosens 入力（71114663）• HART（71128428）• EtherNet/IP + Web サーバー（71449914）• Modbus TCP + Web サーバー（71449915）• PROFINET + Web サーバー（71449901）• Web サーバー（71449918）

空きスロット 2 に拡張モジュールを使用する拡張オプション

PROFIBUS DP（モジュール 485DP）または Modbus RS485（モジュール 485MB）：• PROFIBUS DP
モジュール 485DP（71575177）• Modbus RS485
モジュール 485MB（71575178）
485DP または 485MB を後付けすると、既存の電 モジュール
流出力が無効になります。
追加の入力、出力、リレー• モジュール 2AI（71135639）：2 x 電流入力
• モジュール 2AO（71135632）：2 x 電流出力• モジュール AOR（71111053）：2 x 電流出力、2 x リレー• モジュール 2R（71125375）または 4R（71125376）：2 または
4 x リレー• モジュール DIO（71135638）：2 x デジタル入力および 2 x デジ
タル出力

拡張の基本ルール

すべての電流入力/出力の合計数が 8 を超えないようにしてください。

CUS71D 界面測定用センサを使用する 接続できるのは 1 台の CUS71D のみです。追加の Memosens 入力
場合の制約事項は使用できません。
製品コンフィギュレータ

Endress+Hauser

www.endress.com/cm442r

9Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能図 CM442R

~
31

HART

mA

1

N L-

32

31

2

=

L L+

optional

6

PE

mA

7

32

3

3
optional

87
88
97
98

85

87
88
97
98

85

86

8

86

8

41
42

4

9

43

optional
31

41

mA
42

2

32

31

10

43
41

mA
42

2

32

10

43

optional

optional
41
23

mA
42

5

10

24
43
41
23

mA
42

5

10

24
43

optional

optional
+

45

47

–

46

48

45

47

46

48

+
–
+
–
+
optional –

11

91
92
91
92

A0039427610

機能図 CM442R

1

電流出力 1：1、+ HART（オプション）

62

電流出力（1 x 標準、2 x オプション）

7

電源
サービスインターフェイス

3

2 x Memosens 入力（1 x 標準、1 x オプション）8

固定ケーブルセンサ用電源

4

PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet（オプション）9

アラームリレー5

2 x 電流入力（オプション）

10

2 または 4 x リレー（オプション）

11

2 x デジタル入力および 2 x デジタル出力（オプション）

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能図 CM442R、センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き
~
31

1

4

4

=

L L+

optional

mA

N L-

32

31

2

HART

PE

5

mA

6

32

87
88
97
98

8

87
88
97
98

8
A0046460

7機能図 CM442R、本質安全センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き

1電流出力 1：1、+ HART（オプション）

5

電源

2

電流出力（1 x 標準、2 x オプション）

6

サービスインターフェイス

3

2 x Memosens 入力 BASE2（無効）7

固定ケーブルセンサ用電源 BASE2（無効）4

2 x Memosens 入力 2DS Ex-i、本質安全
Memosens センサ用

8

固定ケーブルセンサ用電源

CM444R- **M42A1FA* の例を使用した機器構成

Endress+Hauser

11Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

注文した基本機器（例）• オーダーコード CM444R-**M42A1FA*• 機能：• 4 x Memosens（2 x BASE2-E モジュール用 + 2 x 拡張モジュール 2DS 用）• PROFIBUS 通信（モジュール 485DP）• Web サーバー（BASE2-E モジュール）• 2 x 電流出力（HART なし）（BASE2-E モジュール用）• 2 x 電流入力（モジュール 2AI）
この例では 3 つのスロットが空いています。他のバージョンでは
空きスロットの数が異なる場合があります。

追加モジュールなしの拡張オプショ
ン

なし

追加モジュールなしの変更オプショ
ン

モジュール 485DP の取外しおよびアクティベーションコードの入力による変更：• Modbus TCP + Web サーバー（71449915）• EtherNet/IP + Web サーバー（71449914）• PROFINET + Web サーバー（71449901）• HART（71128428）• Web サーバー（71449918）

既存モジュールの交換による変更オ
プション

モジュール 485DP をモジュール 485MB に交換して、通信タイプを変更します。この場合、それまで使用していた通信タイプは無効になります。
Module 485MB：Modbus RS485 + Web サーバー（オーダー番号
71575178）

空きスロット 5～7 に拡張モジュールを使用する拡張オプション

上の例で使用できるのは、以下のモジュールのみです。
• モジュール 2R（71125375）または 4R（71125376）：2 または
4 x リレー• モジュール DIO（71135638）：2 x デジタル入力および 2 x デジ
タル出力
8 つの測定チャンネルに拡張した場合：
モジュール 2DS（71135631）：2 x Memosens 入力
追加の入力/出力、リレー（フィールドバスモジュール 485DP を取り外した場合）：• モジュール 2AO（71135632）：2 x 電流出力• モジュール AOR（71111053）：2 x 電流出力、2 x リレー• モジュール 2R（71125375）または 4R（71125376）：2 または
4 x リレー• モジュール DIO（71135638）：2 x デジタル入力および 2 x デジ
タル出力485DP を取り外して、BASE2-E モジュール経由で
 モジュール
イーサネットベースのフィールドバスを使用する場合は、最大 6 つの電流出力を追加できます。モジュール 485DP の場
合は、2 つの電流出力しか使用できません。

拡張の基本ルール

すべての電流入力/出力の合計数が 8 を超えないようにしてください。

CUS71D 界面測定用センサを使用する • CM444R の場合は、Memosens センサ（最大 4 つ）のあらゆる組
場合の制約事項
合せが可能です。
• CM448R への拡張はお勧めしていません。CUS71D を使用すると、拡張しても Memosens 入力の最大数が 4 に制限されるためです。
製品コンフィギュレータ

12

www.endress.com/cm444r

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能図 CM444R
31

1

HART
mA

~

=

L L+

optional

N L-

32

6

PE

31

2

mA

7

32
optional

87
88
97
98

85

87
88
97
98

85

85

3

87
88
97
98

85

3

87
88
97
98

3
3

optional

8

86

8

86

8

86

8

86

41
42

4

9

43

optional
31

2

41

mA

42

32
31

2

10

43
41
mA

42

32

10

43

optional

optional
31

2

41
mA

42

32
31

2

10

43
41
mA

42

32

10

43

optional

optional
31

2

mA

23

31

5

24

32

2

mA

mA

23

mA

5

24

32

optional

optional

+
–
+
–

45

47

46

48

+
–

45

47

46

48

91

+
– 92
+ 91
– 92

+

11

–

optional
A0039431

8Endress+Hauser

機能図 CM444R

1電流出力 1：1、+ HART（両方ともオプション）
62

最大 7 x 電流出力（オプション）

7

電源
サービスインターフェイス

3

Memosens 入力（2 x 標準、2 x オプション）

8

固定ケーブルセンサ用電源

4

PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet（オプション）9

アラームリレー5

2 x 電流入力（オプション）

10

2 または 4 x リレー（オプション）

11

2 x デジタル入力および 2 x デジタル出力（オプ
ション）

13

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能図 CM444R、センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き
~
31

HART

mA

1

N L-

32

31

2

=

L L+

optional

PE

mA

32

6

optional

87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

5

8

optional
A0046471

9機能図 CM444R、本質安全センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き

1電流出力 1：1、+ HART（オプション）

5

電源

2

電流出力（1 x 標準、2 x オプション）

6

サービスインターフェイス

3

2 x Memosens 入力 BASE2（無効）7

固定ケーブルセンサ用電源 BASE2（無効）4

2 x Memosens 入力 2DS Ex-i、本質安全
Memosens センサ用

8

固定ケーブルセンサ用電源

CM448R-**26A1* の例を使用した機器構成

14

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

注文した基本機器（例）• オーダーコード CM448R-**26A1*• 機能：• 6 x Memosens（2 x BASE2-E モジュール用 + 2 つの 2 x 2DS 拡
張モジュール用）• PROFIBUS 通信（モジュール 485DP）• Web サーバー（BASE2-E モジュール）
この例では 3 つのスロットが空いています。他のバージョンでは
空きスロットの数が異なる場合があります。

追加モジュールなしの拡張オプショ
ン

ベーシックモジュールの電流出力を使用するためのアクティベー
ションコード：2 x 電流出力（71140891）

追加モジュールなしの変更オプショ
ン

モジュール 485DP の取外しおよびアクティベーションコードの入力による変更（BASE2 モジュール経由での通信用）：• Modbus TCP + Web サーバー（71449915）• EtherNet/IP + Web サーバー（71449914）• PROFINET + Web サーバー（71449901）• HART（71128428）• Web サーバー（71449918）

既存モジュールの交換による変更オ
プション

モジュール 485DP をモジュール 485MB に交換して、通信タイプを変更します。この場合、それまで使用していた通信タイプは無効になります。
Module 485MB：Modbus RS485 + Web サーバー（オーダー番号
71575178）

空きスロット 5～7 に拡張モジュールを使用する拡張オプション

8 つの測定チャンネルに拡張した場合：
モジュール 2DS（71135631）：2 x Memosens 入力
追加の入力、出力、リレー• モジュール 2AO（71135632）：2 x 電流出力• モジュール 2AI（71135639）：2 x 電流入力
• モジュール AOR（71111053）：2 x 電流出力、2 x リレー• モジュール 2R（71125375）または 4R（71125376）：2 または
4 x リレー• モジュール DIO（71135638）：2 x デジタル入力および 2 x デジ
タル出力485DP を取り外して、イーサネットベースのフィ モジュール
ールドバスを使用する場合は、最大 6 つの電流出力を追加できます。モジュール 485DP の場合は、2 つの電流出力しか使用できません。

拡張の基本ルール

すべての電流入力/出力の合計数が 8 を超えないようにしてください。

CUS71D 界面測定用センサを使用する 使用可能な Memosens 入力の最大数は 4 に制限されます。
場合の制約事項
CUS71D および他の Memosens センサとのあらゆる組合せが可能です。
製品コンフィギュレータ

Endress+Hauser

www.endress.com/cm448r

15

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能図 CM448R

31

1

HART
mA

~

optional

32

31

2

=

L L+

6

N LPE

mA

7

32
optional

3
3
3
3
3
3
3
3
optional

87
88
97
98
87
88
97
98

85

87
88
97
98
87
88
97
98
87
88
97
98
87
88
97
98

85

87
88
97
98
87
88
97
98

85

31

2
2

85

8

86

8

86
85

8

86
85

8

86
85

8

86

8

86
85

8

86
41

mA

42

32

43

31

41

mA

10

43

optional
31

9

42

32

2

8

86

41

mA

42

32

10

43

optional
31

2

41

mA

42

32

10

43

optional

41
31

2

mA

42

31

2

10

43

32

optional

mA

4

32

optional

optional

11

+
–
+
–

23

45

mA

24

5

46
45

23

46

24

mA

5

optional
91

+
– 92
+ 91
– 92

47
48
47

optional

48

+
–
+
–
A0039429 10

16

機能図 CM448R

1

電流出力 1：1、+ HART（両方ともオプション）7

2

最大 7 x 電流出力（オプション）3

最大 8 x Memosens 入力（そのうち 2 x オプショ9ン）

アラームリレー4

PROFIBUS DP/Modbus/Ethernet（オプション）10

2 または 4 x リレー（オプション）

5

2 x 電流入力（オプション）

2 x デジタル入力および 2 x デジタル出力（オプ
ション）

6

電源

8

11

サービスインターフェイス
固定ケーブルセンサ用電源

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

機能図 CM448R、センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き
~
31

HART

mA

1

N L-

32

31

2

=

L L+

optional

PE

mA

32

6

optional

87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

5

8

optional
87
88
97
98

4

8

87
88
97
98

4

8

optional
A0046567

 11Endress+Hauser

機能図 CM448R、本質安全センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き

1電流出力 1：1、+ HART（オプション）

5

電源

2

電流出力（1 x 標準、2 x オプション）

6

サービスインターフェイス

3

2 x Memosens 入力 BASE2（無効）7

固定ケーブルセンサ用電源 BASE2（無効）4

2 x Memosens 入力 2DS Ex-i、本質安全
Memosens センサ用

8

固定ケーブルセンサ用電源

17

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

通信およびデータ処理
通信プロトコル：フィールドバスシステム• HART• PROFIBUS DP（プロファイル 3.02）• Modbus TCP または RS485• PROFINET• EtherNet/IP
有効なフィールドバス通信タイプは 1 つだけです。最後に入力したアクティベーションコ
ードに応じて使用できるバスが決まります。
使用可能な機器ドライバによりフィールドバスを介して、基本設定の実行、測定値および診断情報の表示が可能になります。フィールドバスを介した場合、全ての機器設定はできません。
拡張モジュール 485DP/485MB および電流出力
PROFIBUS DP、Modbus RS485 通信プロトコルの場合：• CM442R
電流出力は同時に使用できません。既存の電流出力は 485DP/485MB の取付けにより無効になる場合があります。
PROFIBUS DP および Modbus RS485 は、センサ通信モジュール 2DS Ex-i と組み合わせることはできません。
• CM444R/CM448R
最大 2 x 電流出力を同時に使用できます。
Base2 モジュールを経由した Ethernet 機能および電流出力• CM442R
最大 2 x 電流出力を同時に使用できます。
• CM444R および CM448R
最大 6 x 電流出力を同時に使用できます。
機器のバスターミネータ• バスモジュール 485DP/485MB のスライドスイッチを使用• バスモジュール 485DP/485MB の LED「T」に表示

信頼性
信頼性

Memosens
Memosens により測定点の安全性と信頼性が向上します。
• 非接触、デジタル信号伝送により、最適な電気的絶縁を実現• 接触腐食なし• 完全防水• ラボでセンサの校正が可能なため、プロセス内の測定点の可用性が向上します。
• 本質的に安全な電子部により危険場所で問題なく使用できます。
• 以下のセンサ情報を活用してメンテナンス予測が可能です。
• 稼動時間• 測定値が高いまたは低い場合の稼働時間• 高温時の稼働時間• 蒸気滅菌回数• センサの状態
MEMO

SENS

Heartbeat 診断• 機器およびセンサの健全性のグラフィック表示、メンテナンスタイマーまたは（センサに応じて）校正タイマーを示す Heartbeat 診断画面
• 機器の健全性およびセンサの状態に関する Heartbeat ステータス情報• ：センサ/機器の状態およびメンテナンスタイマー > 20 %、対策措置は不要• ：センサ/機器の状態またはメンテナンスタイマー > 5 ≤ 20 %、メンテナンスはまだ緊急でないが計画が必要• ：センサ/機器の状態またはメンテナンスタイマー < 5 %、メンテナンスを推奨• Heartbeat センサの状態は、校正結果およびセンサ診断機能の評価を示すものです。

18

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

悲しい顔文字は、校正結果、測定値ステータス、または稼働時間のリミット超過が原因と考えられます。このリミットは、センサ設定で Heartbeat 診断をアプリケーションに適合させることによって設定できます。
Heartbeat および NAMUR カテゴリー
NAMUR カテゴリー（F、C、M、S）による測定値の信頼性評価中に、センサまたは機器の状態
が Heartbeat ステータスに示されます。2 つの条件を相互に関連付けることが可能ですが、そうする必要はありません。
• 例1• センサの残りの洗浄サイクル数が、設定された最大数の 20% に達しました。Heartbeat シン
ボルがから に変わります。測定値は依然として信頼性が高いため、NAMUR ステータ
ス信号は変化しません。
• 洗浄サイクルの最大数が超過した場合、Heartbeat シンボルは から に変わります。測定値は依然として信頼性が高いものの、NAMUR ステータス信号は M（メンテナンス要求）に変わります。
• 例2
から に変わり、NAMUR ステー
センサが破損しました。Heartbeat ステータスが直ちにタス信号も直ちに F（故障）に変わります。
Heartbeat 監視
Memosens センサのセンサデータは、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、HART、Modbus
RTU および Modbus TCP フィールドバスプロトコルを介して伝送されます。このデータは、たと
えば、以下のメンテナンス予測に使用できます。
例：• 稼動時間• 測定値が高いまたは低い場合の稼働時間• 高温時の稼働時間• 蒸気滅菌回数• センサ識別• 校正情報「EtherNet/IP 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ（→ SD01293C）を参照してください。
「Modbus 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ（→ SD01189C）を参照してください。
「PROFINET 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ（→ SD02490C）を参照
してください。
「PROFIBUS 通信」の詳細については、インターネットの製品ページ（→ SD01188C）を参照
してください。
HART 通信の詳細については、インターネットの製品ページを参照してください（→SD01187C）。
Heartbeat 検証
Heartbeat 検証により、プロセスを中断せずに、計測機器の適切な動作を検証することが可能です。この検証は、いつでも記録できます。
センサチェックシステム（SCS）
センサチェックシステム（SCS）は、pH ガラス電極の高いインピーダンスをモニタします。最小のインピーダンス値を下回った場合、または最大のインピーダンス値を超過した場合に、アラームが出力されます。
• 高いインピーダンス値が低下する主な原因はガラスの破損です。
• インピーダンス値が増加する原因は以下の通りです。
• センサの乾燥• pH ガラスセンサ液絡膜の摩耗
SCS の上限または下限のリミット値は互いに独立して有効または無効にすることができます。
プロセスチェックシステム（PCS）
プロセスチェックシステム（PCS）は、測定信号の停滞をチェックします。一定期間に測定信号が変わらない場合は、アラームが起動します（複数の測定値）。

Endress+Hauser

19Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

測定値が停滞する主な原因は以下の通りです。
• センサの汚染、またはセンサ外側の媒体• センサの故障• プロセスエラー（例：制御システムにより）自己監視機能過電流が発生すると電流入力は無効になり、過電流が停止すると再度有効になります。基板電圧をモニタして、基板温度も測定します。
USP および EP
USP および EP 規格に準拠した医薬用水のリミット機能は、導電率計測用ソフトウェアに実装されています。
• USP <645> および EP に準拠した「注射用水」（WFI）• EP に準拠した「高純水」（HPW）• EP に準拠した「純水」（PW）
USP/EP リミット機能用に非補償導電率の値と温度を測定します。測定値を規格で定義された表と比較します。リミット値を超過した場合、アラームが発信されます。さらに、アラームを発生する前に、動作状態が望ましくない場合に初期警告アラームとしてこれを通知することも可能です。
Chemoclean Plus
任意にプログラム可能なシーケンス制御• 例：リトラクタブルホルダの自動センサ洗浄、汚染リスクの高いプロセスにおいて正確な測定を実行できます• 4 つの出力（例：リレー）の時間に基づく個別のアクティベーション• デジタル入力またはフィールドバス信号（例：リミット位置スイッチから）を介した動作の開始、停止、または一時停止
メンテナンス性モジュール構造
モジュール式の変換器により、必要に合わせて簡単に拡張することができます• 新規または拡張された機能に対応した機能モジュール（例：電流出力、リレー、デジタル通信）• 最大 8 チャンネル測定にアップグレード• オプション：あらゆる種類の Memosens センサに接続できる M12 センサコネクタ• オプション：サービスインターフェイスへの外部アクセス用の CDI コネクタ

A0042325

 12

20

CM444R：例

A0042346

 13

拡張モジュール

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

データロガー機能• 調整可能なスキャン時間：1～3600 秒（1 時間）• データログブック：• 最大 8 x データログブック• ログブックあたり 150,000 項目• グラフィック表示（負荷曲線）またはリスト表示• 校正ログブック：最大 75 項目• ハードウェアバージョンログブック：• ハードウェア設定および変更• 最大 125 項目• バージョンログブック：• 例：ソフトウェアアップデート• 最大 50 項目• 操作ログブック：最大 250 項目• 診断ログブック：最大 250 項目

A0015032

 14

データログブック：グラフィック表示

ソフトウェアを更新してもログブックは変更されません。
SD カード交換可能な記憶媒体により以下が可能になります。
• 迅速で容易なソフトウェアアップデートおよびアップグレード• 機器内蔵メモリのデータ記憶（例：ログブック）• 同一設定の機器に全設定を転送（バックアップ機能）• 同一設定の機器にタグおよびバスアドレスなしで設定を転送可能（コピー機能）• 記録用にスクリーンショットの保存
Endress+Hauser はアクセサリとして、業界認定の SD カードを提供します。これらのメモリカー
ドは、最高のデータセキュリティと完全性を保証します。
その他の産業品質の SD カード（1～32 GB、最大質量 5 g）も使用できます。ただし、Endress+Hauser は認定カード以外をご利用になった場合のデータセキュリティについては責任を負いません。
機器の制御および外部機器の有効化用の外部信号
ハードウェアオプションにより以下が可能になります（例：デジタル入出力各 2 つを備えた「DIO」
モジュールまたはフィールドバスモジュール 485DP/485MB）。
• デジタル入力信号を介して• 導電率用の計測レンジスイッチ（アップグレードコードが必要、アクセサリを参照）• 光学センサの場合、異なる校正データセット間の切り替え• 外部ホールド• 洗浄周期のトリガ• PID コントローラのオン/オフ（例：CCA250 の近接スイッチを介して）• 入力をパルス周波数変調（PFM）用の「アナログ入力」として使用• デジタル出力信号を介して• 診断状態、レベルリミットスイッチ状態などの静的伝送（リレーと同じように）• 注入ポンプ制御用などの PFM 信号の動的伝送（非摩耗「アナログ出力」に相当）

Endress+Hauser

21Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

FieldCare および Field Data Manager
FieldCare
FDT/DTM 技術をベースにした設定および資産管理ソフトウェア• FXA291 およびサービスインタフェースを介して接続した場合、機器の全設定が可能です。
• HART モデムを介して接続した場合、多数の設定パラメータ、識別、測定、診断データにアクセスできます。
•「Field Data Manager」ソフトウェア用にログブックを CSV フォーマットまたはバイナリフォー
マットでダウンロードできます。
Field Data Manager
測定、校正、設定データ用の可視化ソフトウェアおよびデータベース• 操作防止対応の SQL データベース• ログブックの取り込み、保存、印刷機能• 測定値を表す負荷曲線

A0016009

 15

Field Data Manager：負荷曲線

仮想プロセス値（演算機能）
物理的に接続されているセンサまたはアナログ入力によって提供される「実際の」プロセス値に加えて、演算機能を使用して最大 8 つの「仮想的な」プロセス値を計算できます。
「仮想」プロセス値により以下が可能です。
• 電流出力またはフィールドバスを介して出力できる• 被制御変数として使用できる• リミットスイッチに測定変数として割当て• 洗浄を開始する測定変数として使用• ユーザー定義測定メニュー
以下の演算機能が使用できます。
• 2 つの導電率値からの VGB 405 RL に準拠する pH 演算（例：ボイラー用水）• 異なるソースの 2 つの測定値間の差（例：隔膜監視用）• 導電率差（例：イオン交換器の効率の監視）• 脱気導電率（例：発電所のプロセス制御用）• 2 つまたは 3 つの冗長測定センサを監視するための冗長性• pH および ORP センサの測定値に基づく rH 計算• 陽イオン交換器の残容量の計算• 計算式エディタ

22

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

濃度テーブル
機器内蔵のテーブルを機器に保存して、電磁式導電率測定値を使用して所定の物質の濃度に変換できます。ユーザー定義のテーブルも使用できます。
以下の工場指定の濃度テーブルを使用できます。
NaOH
NaOH
HCl
HNO3
H2SO4
H2SO4
H3PO4
NaCl
セキュリティ

0～15 %
25～50%
0～20 %
0～30 %
0.5～27 % および 35～85 %93～100 %0～40 %
0～26 %

0～100 ℃（32～212 °F）
2～80 ℃（36～176 °F）
0～65 ℃（32～149 °F）
2～80 ℃（36～176 °F）
0～100 ℃（32～212 °F）
10～115 ℃（50～239 °F）
2～80 ℃（36～176 °F）
2～80 ℃（36～176 °F）

リアルタイムクロック
本機器はリアルタイムクロックを搭載しており、停電時にはボタン電池で稼働します。
これにより、機器を再始動した後でも機器は常に正確な日時を保持し、ログブックのタイムスタ
ンプも正確です。
データセキュリティ
すべての設定（ログブックなど）は不揮発性メモリに保管されるため、電源が故障してもデータは保持されます。
導電率の計測レンジスイッチ• CIP プロセス（例：相分離の安全監視）で使用できます。
• 4 つのパラメータセット一式を切り替えることが可能です。
• 導電率動作モード• 濃度テーブル• 温度補償• 出力信号範囲• リミット値スイッチ• デジタル入力またはフィールドバス経由
酸素および導電率の測定値補償• 圧力または温度補償• 電流入力またはフィールドバスを介した外部センサからの入力信号• 接続された温度センサからの信号
パスワード保護パスワードで保護されたログイン• Web サーバー経由のリモート操作用• 現場操作用プロセス安全性
独立した 2 つの PID コントローラ• 片方または両方の制御• リミットスイッチ• 4 つの洗浄プログラムを互いに独立してプラグラム可能
IT セキュリティ
取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製
品には、設定が不注意で変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。
製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

Endress+Hauser

23Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

入力
測定変数

→ 接続するセンサのドキュメントを参照

測定範囲→ 接続するセンサのドキュメントを参照

入力タイプ• Memosens プロトコルを使用したセンサ用デジタルセンサ入力• アナログ電流入力（オプション）• デジタル入力（オプション）• Memosens プロトコルを搭載した、防爆認定取得済み（オプション）の本質安全センサのデジ
タルセンサ入力

入力信号

バージョンによって異なります。
• センサ通信モジュール 2DS Ex-i なし：最大 8 x バイナリセンサ信号• センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き：最大 6 x バイナリセンサ信号• 2 x 0/4～20 mA（オプション）、パッシブ、互いにセンサ入力から電気的に絶縁• 0～30 V

ケーブル仕様ケーブルタイプ• センサ通信モジュール 2DS Ex-i なし： Memosens データケーブル CYK10 またはセンサ固定ケーブル。それぞれケーブル端子台接続または M12 丸型プラグ付き（オプション）• センサ通信モジュール 2DS Ex-i 付き：Memosens データケーブル CYK10 またはセンサ固定ケーブル。それぞれケーブル端子台接続付き
適切な認定を取得した Memosens データケーブル CYK10 のみを、センサ通信モジュール
2DS Ex-i の本質安全デジタルセンサ入力に接続できます。
ケーブル長
最大 100 m（330 ft）

デジタル入力、パッシブ
電気仕様• 電動式（パッシブ）
• 絶縁型

範囲

• 高：11～30 V DC
• 低：0～5 V DC

公称入力電流最大 8 mA

PFM 機能最小パルス幅：500 µs（1 kHz）

試験電圧

500 V

ケーブル仕様最大 2.5 mm2（14 AWG）

電流入力、パッシブ範囲> 0～20 mA

信号特性

リニア

内部抵抗

非線形

24

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

試験電圧

500 V

出力
出力信号

バージョンによって異なります。
• 2 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電気的に絶縁• 4 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電気的に絶縁• 6 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電気的に絶縁• 8 x 0/4～20 mA、アクティブ、センサ回路および互いから電気的に絶縁• オプションの HART 通信（電流出力 1:1 経由のみ）
HART
信号符号化

FSK ± 0.5 mA（電流信号を介した）データ伝送速度1200 baud

電気的絶縁

あり

負荷（通信レジスタ）250 Ω

PROFIBUS DP/RS485
信号符号化

EIA/TIA-485、PROFIBUS DP 対応、IEC 61158 に準拠

データ伝送速度

9.6 kBd、19.2 kBd、45.45 kBd、93.75 kBd、187.5 kBd、500
kBd、1.5 MBd、6 MBd、12 MBd

電気的絶縁

あり

コネクタ

ばね端子（最大 1.5 mm）、内部ブリッジ（T 機能）、M12（オプション）

バス終端処理LED 表示を備える内部スライドスイッチ

Modbus RS485
信号符号化

EIA/TIA‐485

データ伝送速度2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200
Baud

電気的絶縁

あり

コネクタ

ばね端子（最大 1.5 mm）、内部ブリッジ（T 機能）、M12（オプション）

バス終端処理LED 表示を備える内部スライドスイッチ

Ethernet および Modbus TCP

Endress+Hauser

信号符号化IEEE 802.3（Ethernet）

データ伝送速度10/100 MBd

電気的絶縁

あり

接続

RJ45

IP アドレス

DHCP（初期設定）またはメニューで設定

25

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Ethernet/IP
信号符号化

IEEE 802.3（Ethernet）

データ伝送速度10/100 MBd

電気的絶縁

あり

接続

RJ45

IP アドレス

DHCP（初期設定）またはメニューで設定

PROFINET
信号符号化

IEEE 802.3（Ethernet）

データ伝送速度

100 MBd

電気的絶縁

あり

接続

RJ45

ステーション名

DCP プロトコル経由、設定ツールを使用（例：Siemens
PRONETA）

IP アドレス

DCP プロトコル経由、設定ツールを使用（例：Siemens
PRONETA）

アラーム時の信号調整可能、NAMUR 規格推奨 NE 43 に準拠• 測定範囲 0～20 mA の場合（この測定範囲では HART は使用不可）：
エラー電流 0～23 mA• 測定範囲 4～20 mA の場合：
エラー電流 2.4～23 mA• 両測定範囲に対するエラー電流の工場出荷時の設定：
21.5 mA

負荷

最大 500 Ω

リニアライゼーション / 伝送動作

リニア

デジタル出力、パッシブ
電気仕様• パッシブ• オープンコレクタ、最大 30 V、15 mA• 最大電圧降下： 3 V

外部電源

補助電源およびデジタル入力を使用した場合：
推奨最大補助電圧 = 3 V + VIHmin（VIHmin = 必要最小入力電圧（高レベル入力電圧））

PFM 機能最小パルス幅：500 µs（1 kHz）

補助電圧

電気仕様
• 絶縁型
• 未調整、DC 24 V
• 最大 50 mA（各 DIO モジュール）

試験電圧

500 V

ケーブル仕様最大 2.5 mm2（14 AWG）

26

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

電流出力、アクティブ範囲

0～23 mA
HART 通信の場合 2.4～23 mA

信号特性

リニア

電気仕様

出力電圧
最大 24 V
テスト電圧
500 V

ケーブル仕様ケーブルタイプ
推奨：シールドケーブル
ケーブル仕様最大 2.5 mm2（14 AWG）

Endress+Hauser

27Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

リレー出力
電気仕様

リレータイプ• 単一ピン切替接点 1 個（アラームリレー）• 単一ピン切替接点 2 または 4 個（オプションで拡張モジュール追加）
最大負荷• アラームリレー：0.5 A• その他すべてのリレー：2.0 A
開閉容量
ベーシックモジュール （アラームリレー）
切替電圧

負荷（最大）

切替サイクル（最小）AC 230 V、cosΦ = 0.8～1

0.1 A

700,000

0.5 A

450,000

0.1 A

1,000,000

0.5 A

650,000

0.1 A

500,000

0.5 A

350,000

切替電圧

負荷（最大）

切替サイクル（最小）AC 230 V、cosΦ = 0.8～1

0.1 A

700,000

0.5 A

450,000

2A

120,000

0.1 A

1,000,000

0.5 A

650,000

2A

170,000

0.1 A

500,000

0.5 A

350,000

2A

150,000

AC 115 V、cosΦ = 0.8～1

DC 24 V、L/R = 0～1 ms

拡張モジュール

AC 115 V、cosΦ = 0.8～1

DC 24 V、L/R = 0～1 ms

ケーブル仕様最大 2.5 mm2（14 AWG）

プロトコル固有のデータ
HART

28

製造者 ID

11h

機器タイプ

155Dh

デバイス REV.

001h

HART バージョン

7.2

機器説明ファイル（DD/DTM）

www.endress.com/hart
Device Integration Manager DIM

機器変数

16 x ユーザー設定可能な機器変数、16 x 事前設定された機器
変数、ダイナミック変数 PV/SV/TV/QV

サポートされている機能

PDM DD、AMS DD、DTM、Field Xpert DD

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

PROFIBUS DP

製造者 ID

11h

機器タイプ

155Dh

プロファイルバージョン

3.02

機器データベースファイル（GSD ファイル） www.endress.com/profibus
Device Integration Manager DIM

Modbus RS485

Modbus TCP

EtherNet/IP

出力変数

16 x AI ブロック、8 x DI ブロック

入力変数

4 x AO ブロック、8 x DO ブロックサポートされる機能• 1 x MSCY0 接続（循環通信、スレーブにマスタークラス 1）• 1 x MSAC1 接続（非循環通信、スレーブにマスタークラス
1）• 2 x MSAC2 接続（非循環通信、スレーブにマスタークラス2）• 機器ロック：ハードウェアまたはソフトウェアを使用して機器をロックすることが可能• DIL スイッチまたはソフトウェアを使用したアドレス指定• GSD、PDM DD、DTM

プロトコル

RTU/ASCII

機能コード

03, 04, 06, 08, 16, 23

機能コード対応信号送信

06, 16, 23

出力データ

16 x 測定値（値、単位、ステータス）、8 x デジタル値（値、ステータス）

入力データ

4 x 設定値（値、単位、ステータス）、8 x デジタル値（値、ス
テータス）、診断情報

サポートされている機能

スイッチまたはソフトウェアを使用したアドレス設定が可能

TCP ポート502

TCP 接続

3

プロトコル

TCP

機能コード

03, 04, 06, 08, 16, 23

機能コード対応信号送信

06, 16, 23

出力データ

16 x 測定値（値、単位、ステータス）、8 x デジタル値（値、ステータス）

入力データ

4 x 設定値（値、単位、ステータス）、8 x デジタル値（値、ス
テータス）、診断情報

サポートされている機能

DHCP またはソフトウェアを使用したアドレス設定が可能

ログ

Ethernet/IP

ODVA 認証あり

機器プロファイル

汎用機器（製品タイプ：0x2B）

製造者 ID

0x049Eh

機器タイプ ID

0x109Ch

極性

Auto-MIDI-X

接続

CIP

12

I/O

6

明示的メッセージ 6
マルチキャスト

Endress+Hauser

3 コンシューマ

最小 RPI

100 ms（初期設定）

最大 RPI

10000 ms29

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

システム統合IO データEthernet/IP

EDS

ロックウェル

アドオンプロファイル レベル 3、FactoryTalk SE3 用フェイスプレート

入力（T → O）

優先順位の最も高い機器ステータスおよび診断メッセージ
測定値：• 16 AI（アナログ入力）+ ステータス +単位• 8 DI（離散入力）+ ステータス

出力（O → T）

PROFINET30

作動値：• 4 A0（アナログ出力）+ ステータス + 単位• 8 DO（離散出力）+ ステータス

プロトコル「分散周辺機器および分散オートメーション用のアプリケーシ
ョン層プロトコル」PNIO バージョン 2.34

通信タイプ

100 MBit/s

Conformance Class B

Conformance Class B

Netload Class

Netload Class II

ボーレート

自動 100 Mbps（全二重検出）

サイクル時間32 ms から

機器プロファイル

アプリケーションインターフェイス識別子 0xF600
一般機器

PROFINET インターフェイス

1 x ポート、Realtime Class 1（RT_CLASS_1）

製造者 ID

0x11h

機器タイプ ID

0x859C Dh

DD ファイル（GSD）

情報およびファイルは以下から入手できます。
• www.endress.com
機器の製品ページから：ドキュメント/ソフトウェア → デバ
イスドライバー• www.profibus.com
ウェブサイトの製品/製品ファインダから極性

自動極性（クロスした TxD および RxD ペアの自動補正用）

サポートされる接続• 1 x AR（IO コントローラ AR）• 1 x AR（IO スーパーバイザー機器 AR 接続許可）• 1 x 入力 CR（通信関係）• 1 x 出力 CR（通信関係）• 1 x アラーム CR（通信関係）機器の設定オプション• ウェブブラウザ• 製造者固有のソフトウェア（FieldCare、DeviceCare）• 機器マスターファイル（GSD）、測定機器の内蔵 Web サーバ
ーを介して読取り可能

機器名の設定DCP プロトコル

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Web サーバー

サポートされる機能• 識別表示とメンテナンス
以下による容易な機器識別：• プロセス制御システム• 銘板• 測定値のステータス
プロセス変数は測定値ステータスと通信• 容易な機器識別と割り当てのため、現場表示器を介した点滅機能（FLASH_ONCE）• 操作ツールを使用した機器操作（例：FieldCare、DeviceCare）

システム統合システム統合の詳細については、取扱説明書を参照してください• サイクリックデータ伝送• 概要およびモジュールの説明• ステータス符号化• スタートアップ設定• 初期設定Web サーバーでは、ユーザー定義の IP アドレスを使用して、標準的な WiFi/WLAN/LAN/GSM
または 3G ルータを介して、機器設定、測定値、診断メッセージ、ログブック、およびサービス
データにフルアクセスすることができます。
TCP ポート80

サポートされている機能• 機器設定のリモート操作（1 セッション）• 機器設定の保存/復元（SD カード経由）• ログブックのエクスポート（ファイル形式：CSV、FDM）• DTM または Internet Explorer を介して Web サーバーにアクセス• ログイン• Web サーバーをオフにすることが可能

電源
電源電圧

CM442 R
バージョンによって異なります。
• AC 100 ～ 230 V、50/60 Hz
電源電圧の最大許容変動：公称電圧の ± 15 %• AC/DC 24 V、50/60 Hz
電源電圧の最大許容変動：公称電圧の + 20/- 15 %CM444 R および CM448 R
バージョンに応じて、外部の DIN レール電源ユニット経由：• AC 100 ～ 230 V、50/60 Hz
電源電圧の最大許容変動：公称電圧の ± 15 % 1)
• DC 24 V
電源電圧の最大許容変動：公称電圧の + 20/- 15 % 1)
注記
機器には電源スイッチがありません。
‣ 設置場所の機器の近くに保護回路遮断器を用意してください。
‣ 遮断器として、スイッチまたは電源スイッチを使用する必要があります。また、必ずこの機器の遮断器であることを記載したラベルを貼付しておいてください。
‣ 供給点において、電源は、二重絶縁または強化絶縁（24 V 電源用機器の場合）によって、電気が流れている危険なケーブルから絶縁する必要があります。

1)*製造者が供給する電源ユニットの使用時にのみ適用される仕様です。

Endress+Hauser

31Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

消費電力

CM442 R
供給電圧に応じて• AC 100～230 V および AC 24 V：
最大 55 VA
• DC 24 V：
最大 22 W
CM444 R および CM448 R
供給電圧に応じて• AC 100～230 V
最大 150 VA 1)• DC 24 V：
最大 59 W 1)

ヒューズ

ヒューズは交換不可

過電圧保護

EN 61326 準拠の雷過電圧保護を内蔵
保護等級 1 および 3

ケーブル仕様（オプションのディスプレイケーブル）納入されるディスプレイケーブルの長さ：3 m（10 ft）
許容されるディスプレイケーブルの最大長：5 m（16.5 ft）

電気接続

ベーシックモジュール
1

9

4

10

4

8

5

9

5

7

6

8

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ベーシックモジュール BASE2-H または -L（2チャンネル機器）

Memosens プロトコルを使ったデジタル固定ケ
ーブルセンサ用電源ユニット
SD カードスロット
ディスプレイケーブル用スロット 1)
Ethernet インターフェイス
2 Memosens センサ用の接続
電流出力
電源接続
サービスインターフェイス
アラームリレー接続

76A0040640

A0040639

 16

2

3

3

1

 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ベーシックモジュール BASE2-E（4/8 チャン
ネル機器）

Memosens プロトコルを使ったデジタル固定ケ
ーブルセンサ用電源ユニット
SD カードスロット
ディスプレイケーブル用スロット 1)
Ethernet インターフェイス
2 Memosens センサ用の接続
電流出力
内部電源ケーブル用ソケット 2)
LED
サービスインターフェイス
アラームリレー接続

1) 外部ディスプレイ（オプション）用2) DIN レール電源ユニットへの電源

32

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Display

L
N
*

BN +
WH –
GN A
YE B

31 +
32 –
31 +
32 –

1
2

Sensor 2

87 87
88 88
97 97
98 98

HART

+ BN
– WH
A GN
B YE
0/4 ... 20 mA

Sensor 1
Power

PE N/- L/+

L/+
N/–
PE

Ethernet

41
42
43

SD

85 +
86 –
85 +
86 –
Service

1 PK
GY
2 PK
GY

Alarm

Sensor supply

CM442R の供給電圧の接続

A0039665

 18
H
L

BASE2-H または -L を使用した電源の接続例

A0039625

 19

BASE2-H または -L を使用した全体配線図例

電源ユニット AC 100～230 V
電源ユニット AC 24 V または DC 24 V

Display

BN +
WH –
GN A
YE B

31 +
32 –
31 +
32 –

1
2

Sensor 2

Ethernet

SD
Service

87 87
88 88
97 97
98 98

HART

N

+ BN
– WH
A GN
B YE
0/4 ... 20 mA

L

Power
(internal)

+ RD
- BK

85 +
86 –
85 +
86 –
41
42
43

Alarm

*

1 PK
GY
2 PK
GY

Sensor 1

Sensor supply

CM444R および CM448R の供給電圧の接続

Power

L/+ N/– PE

B

L/+ N/– *A0039624

A0039668

 20*

BASE2-E を使用した電源の接続例

割当ては電源ユニットに応じて異なります。正しく接続されていることを確認してください。

 21

BASE2-E および外部電源ユニット（B）を使用した全体配線図例

2 つの機器バージョンは、必ず支給される電源ユニットと付属のケーブルを使用して動作させる必要があります。電源ユニットに付属する取扱説明書の情報にも注意してください。

Endress+Hauser

33

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

モジュール（オプション）の接続

拡張モジュールを使用すると、機器に追加機能を組み込むことができます。
注記
許容されないハードウェアの組合せ（電源が干渉するため）蓄熱または過負荷により、不正確な測定や計測システム全体の故障につながる恐れがあります。
‣ コントローラの拡張を計画している場合は、そのハードウェアの組み合わせが許容されるものであることを確認してください（コンフィギュレータ：www.endress.com/CM442R または .../CM444R または .../CM448R）。
‣ すべての電流入力/出力の合計数が 8 を超えないようにしてください。
‣ 2 つ以上の「DIO」モジュールを使用しないでください。追加の「DIO」モジュールは許容されません。
‣ 何かご不明な点がございましたら、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
使用可能なモジュールすべての概要
モジュール名
2DS

A0025113

A0025114• 2 x リレー
• オーダー番号71125375• 4 x リレー
• オーダー番号71125376• 2 x デジタルセン
サ入力• 2 x デジタルセン
サ用電源• オーダー番号71135631• 2 x デジタル入力• 2 x デジタル出力（補助電源付き）• オーダー番号71135638

41

41

31 +
32 –

2

43
41
42
43

43

Relay 4

Relay

41
42 2
43
A0033234

34

42
43
41

A0033235

PK
GY
PK
GY

47
48

+ 1
–

47 +
48

2

–

42
+ 87 BN– 88 WH
A 97 GN
98 YE
B

43
41

42 1

Relay 3

Relay

41

42

85
1+
– 86
85
2+
– 86

42
43
41

+ 87 BN– 88 WH
A 97 GN
98 YE
B

42
43
A0025125

Sensor 1

32 –Relay 1

+1

Relay 2

0/4 ... 20 mA

31

Relay 1

A0025111

A0025110• 2 x 0/4～20mA
アナログ出力• 2 x リレー
• オーダー番号
71111053

DIO

Sensor supply

4R

Sensor 2

2R

Relay 2

AOR

A0025128

45 +
1
46 –
45 +
46 – 2
91 +

1
–
91 +
2
92
–
92

A0025129

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

モジュール名
4AO

2AI

2DS Ex-i

24 23

24 23

2AO

A0025132

A0025135

A0025133

A0046513

32

–

31+
32

31

+1

0/4 ... 20 mA

0/4 ... 20 mA

31

2

–

32

0/4 ... 20 mA

31

A0025137

Endress+Hauser

32

24

2

2

+

–

23+
24

–

4

4

–

87
88
97
98
87
88
97
98

+3
–

31 +
32

1

–

31 +
32

23

+1

0/4 ... 20 mA• 2 x 0/4～20mA アナロ • 4 x 0/4～20mA アナロ • 2 x 0/4～20mA アナロ • 2 x 本質安全デジタル
グ出力
グ出力
グ入力
入力、防爆認定を取得• オーダー番号• オーダー番号• オーダー番号
した Memosens セン
71135632
71135633
71135639
サ用• BASE2 モジュールの入力は無効• モジュール 2DS EX-i
は機器の右側スロットに取付け• オーダー番号71477718

4–

A0025138

A0025139

A004651235

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

モジュール名
485MB

MB/RS485

485DP

A0050399• RS485（Modbus RS485）• オーダー番号 71575178

Serviceon

DIP switch

PWR

1
2
4
8
16
32
64
128/SW

T COM SF BF

on

DIP switch

T COM SF BF

PWR• PROFIBUS DP ターミネーション用 5V 電源• RS485（PROFIBUS DP）• オーダー番号 71575177

A0050401

1
2
4
8
16
32
64
128/SW
Service

Termi- DGND
nationVP

82

Termi- DGND
nation
VP

82

81

96

96'

96

96'

95
99

DP

95'

95

99'

99
A0050400

MB/
RS485

81

95'
99'
A0050402

PROFIBUS DP（モジュール 485DP）
接点 95、96、99 はプラグでジャンパ接続されます。これにより、コネクタの接続が外れても PROFIBUS 通信は遮断されません。
保護接地接続A0025366 22

36

機能接地接続の取付レール

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

センサ接続

Memosens プロトコルを搭載した非危険場所用のセンサタイプ
Memosens プロトコル対応センサ
センサタイプ

センサケーブル

追加内部電源なしのデジタルセンサ 電磁誘導式プラグインコ
ネクタ付き

追加内部電源付きデジタルセンサ

センサ• pH センサ• ORP センサ
• 複合センサ• 溶存酸素センサ（隔膜式および光学式）• 電極式導電率センサ• 塩素センサ（滅菌）

固定ケーブル

電磁式導電率センサ

固定ケーブル• 濁度センサ• 界面測定用センサ• 分光吸光度（SAC）測定用センサ• 硝酸センサ• 光学式溶存酸素センサ• イオン選択性 センサ

CUS71D センサを接続する場合は、以下のルールが適用されます。
• CM442R• 接続可能な CUS71D は 1 台のみです。追加のセンサを接続することはできません。
• 第 2 センサ入力に別のタイプのセンサを使用することもできません。
• CM444R
制約はありません。必要に応じて、すべてのセンサ入力を使用できます。
• CM448R• CUS71D を接続する場合、使用可能なセンサ入力の数は最大 4 つに制限されます。
• 4 つの入力すべてを CUS71D センサに使用できます。
• 接続するセンサの合計数が 4 台を超えないかぎり、CUS71D と他のセンサを自由に組み合わせて使用できます。
接続、ベーシックモジュール -L、-H または -E（→  23 以降）の端子コネクタにセンサケーブルを直接接続

Endress+Hauser

37

PK

BN
WH
GN
YE

GY

98 97 88 87

98 97 88 87

86 85 86 85

86 85 86 85

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

GN
YE

SensorSensor
A0039629 23

センサ、追加供給電圧なし

A0039622 24

センサ、追加供給電圧あり

85

GY

86

2

85

1

PK

86

2DS

Sensor

98 97 88 87

Sensor 1

GN
YE

98 97 88 87

Sensor 2

BN
WH
GN
YE

Sensor

A0033206

 25

センサモジュール 2DS における追加供給電
圧付きセンサと追加供給電圧なしのセンサ

シングルチャンネル機器の場合：
ベーシックモジュールの左側の Memosens 入力を使用する必要があります。
本質安全センサとセンサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i の接続
直接接続されたセンサケーブル‣ センサケーブルをセンサ通信モジュール 2DS Ex-i の端子コネクタに接続します。

38

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

98i97i88i87i

BN
WH
GN
YE

98i97i88i87i

2DS
Ex-i

BN
WH
GN
YE

SensorSensor

A0045659 26

センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i における追加の電源電圧のないセンサ

爆発性雰囲気で使用する本質安全センサは、センサ通信モジュールタイプ 2DS Ex-i にのみ接続できます。検定合格証の対象になっているセンサのみを接続できます（XA を参照）。

Endress+Hauser

39Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

性能特性
応答時間

電流出力
t90 = 最大 500 ms、0 から 20 mA への増加時
電流入力t90 = 最大 330 ms、0 から 20 mA への増加時
デジタル入力および出力
t90 = 最大 330 ms、低から高への増加時

基準温度

25 ℃（77 °F）

センサ入力の測定誤差→ 接続するセンサのドキュメントを参照

電流入力/出力の測定誤差

典型的な測定誤差：< 20 µA（電流値 < 4 mA 時）< 50 µA（電流値 4～20 mA 時）
各 25 ℃（77˚ F）時
温度に応じた追加測定誤差：< 1.5 µA/K

デジタル入力/出力の周波数
許容誤差

≤ 1%

電流入力および出力の分解能< 5 µA繰返し性→ 接続するセンサのドキュメントを参照

設置
IEC 60715 準拠の DIN レール
取付

40

注記
キャビネット内の取付位置が不適切な場合、距離制限が順守されていない場合
発熱や隣接する機器との干渉により故障が発生する可能性があります。
‣ 機器を熱源の真上に配置しないでください。温度仕様に注意してください。
‣ 基板および部品は対流冷却するように設計されています。温度上昇を避けてください。開口部がふさがれないように注意してください（例：ケーブルにより）。
‣ 他の機器との所定の距離を順守してください。
‣ 本機器と周波数変換器や高圧機器を物理的に分離してください。
‣ 推奨の取付方向：水平。所定の周囲条件、特に周囲温度については、水平取付にのみ適用されます。
‣ 垂直方向への取付も可能です。ただし、機器を DIN レール上の位置に保つため、設置場所に追加の固定クランプが必要となります。
‣ CM444R および CM448R の電源ユニットの推奨の設置位置：機器の左側。

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

min. 50 (1.97)

min. 50 (1.97)

以下の最小間隔仕様を順守してください。
• 他の機器（電源ユニットを含む）および操作盤壁面との横方向の距離：
最低 20 mm（0.79 inch）• 機器の上下および前後の距離（操作盤のドアまたはそこに設置されている他の機器との距離）：
最低 50 mm（1.97 inch）

min. 20 (0.79)
min. 20 (0.79)

min. 50 (1.97)

A0039735

最小間隔 mm（in）

壁面取付け

100 (3.94)

4 x ! 4.5 (0.18)

205.5 (8.09)

75 (2.95)

100 (3.94)

83 (3.27)

4 x ! 4.5 (0.18)

75 (2.95)

 27

A0025370

 28

Endress+Hauser

壁面取付の穴あけパターン mm（in）

41

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

外部ディスプレイの取付け

取付プレートはドリル穴あけテンプレートとしても使用できます。側面のマークはドリル
穴の位置を決めるのに役立ちます。
140 (5.51)
105 (4.13)
4 x min. Ø 8 (0.31)

140 (5.51)

amin. Ø 15 (0.59)

105 (4.13)bbA0025371

 29ab

外部ディスプレイの取付プレート、寸法単位：mm（in）

固定タブ
製造関連の切欠き、ユーザーには関係ありません。

環境
周囲温度

CM442R• 0～60 ˚C（32～140 °F）• 0～50 °C（32～120 °F）、以下の機器の場合：• CM442R-BM• CM442R-IE
CM444R• 通常は 0～55 ˚C（32～130 °F）、リストの 2 番目の点より下のパッケージは除外• 0～50 °C（32～120 °F）、以下の構成の場合：• CM444R-**M40A7FI*+...
• CM444R-**M40A7FK*+...
• CM444R-**M4AA5F4*+...
• CM444R-**M4AA5FF*+...
• CM444R-**M4AA5FH*+...
• CM444R-**M4AA5FI*+...
• CM444R-**M4AA5FK*+...
• CM444R-**M4AA5FM*+...
• CM444R-**M4BA5F4*+...
• CM444R-**M4BA5FF*+...
• CM444R-**M4BA5FH*+...
• CM444R-**M4BA5FI*+...
• CM444R-**M4BA5FK*+...
• CM444R-**M4BA5FM*+...
• CM444R-**M4DA5F4*+...
• CM444R-**M4DA5FF*+...
• CM444R-**M4DA5FH*+...
• CM444R-**M4DA5FI*+...
• CM444R-**M4DA5FK*+...
• CM444R-**M4DA5FM*+...
• CM444(R)-BM• CM444(R)-IE

42

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

CM448R• 通常は 0～55 ˚C（32～130 °F）、リストの 2 番目の点より下のパッケージは除外• 0～50 °C（32～120 °F）、以下の構成の場合：• CM448R-***6AA*+...
• CM448R-***8A4*+...
• CM448R-***8A5*+...
• CM448R-**28A3*+...
• CM448R-**38A3*+...
• CM448R-**48A3*+...
• CM448R-**58A3*+...
• CM448R-**68A3*+...
• CM448R-**26A5*+...
• CM448R-**36A5*+...
• CM448R-**46A5*+...
• CM448R-**56A5*+...
• CM448R-**66A5*+...
• CM448R-**22A7*+...
• CM448R-**32A7*+...
• CM448R-**42A7*+...
• CM448R-**52A7*+...
• CM448R-**62A7*+...
• CM448R-**A6A5*+...
• CM448R-**A6A7*+...
• CM448R-**B6A5*+...
• CM448R-**B6A7*+...
• CM448R-**C6A5*+...
• CM448R-**C6A7*+...
• CM448R-**D6A5*+...
• CM448R-**D6A7*+...
• CM448R-BM• CM448R-IE
外部ディスプレイ（オプション）–20～60 ˚C（0～140 ˚F）
保管温度–25～85 °C (–13～185 °F)

相対湿度

DIN レール機器
5～85 %、結露なし
外部ディスプレイ（設置状態で）5～95 %、結露なし

保護等級

DIN レール機器
IP20 衝撃保護
外部ディスプレイ
IP66 フロントパネル、ハウジングドアのシールを含めて正しく設置されている場合

気候クラス

IEC 60654-1: B2 準拠

耐振動性

環境試験
DIN EN 60068‐2 に基づく振動試験、2008 年 10 月
DIN EN 60654‐3 に基づく振動試験、1998 年 8 月
壁面取付
周波数範囲
振幅
試験時間
1)

電磁適合性

Endress+Hauser

10～150 Hz（正弦波）
10～12.9 Hz：
0.75 mm
12.9～150 Hz：
0.5 g 1)
空間軸ごとに 10 周波数サイクル、3 つの空間軸（1 oct./分）

g ... 重力加速度（1 g ≈ 9.81 m/s2）干渉波の放出および干渉波の適合性は EN 61326‐1：2013、産業用クラス A に準拠

43

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

電気の安全性IEC 61010-1、Class I
低電圧：過電圧カテゴリー II
環境 < 2000 m（< 6562 ft）、基準海面上

汚染度

DIN レール設置型
この製品は汚染度 2 に適合しています。
オプションのディスプレイ
この製品は汚染度 4 に適合しています。

構造
寸法

CM442R

7.5 (0.30)

91 (3.58)

89 (3.50)

97 (3.82)

TS 35

114 (4.49)

TS 35

100 (3.94)

75 (2.95)

83 (3.27)

99 (3.90)
A0039729 30

44

寸法（mm （インチ）単位）

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

CM444R および CM448R

75 (2.95)

114 (4.49)
100 (3.94)

205.5 (8.09)

TS 35

7.5 (0.30)

91 (3.58)

89 (3.50)

97 (3.82)

TS 35

220 (8.66)
A0039730

 31

Endress+Hauser

寸法（mm （インチ）単位）45Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

39.5 (1.56)

54 (2.13)

オプションのディスプレイ

144 (5.67)

144 (5.67)

A0025346

 32

寸法（mm （インチ）単位）

外部電源ユニット（CM444R および CM448R のみ）

121 (4.76)

90 (3.54)

ご注文のバージョンに応じて、230 V または 24 V 接続用の電源ユニットが納入されます。各バ
ージョンには、2 つの納入タイプがあります（選択不可）。工場が推奨するタイプは、それぞれ図の左側に示されています。

32 (1.26)

40 (1.58)

125 (4.92)

99 (3.99)

A0025738

電源ユニット 230 Vout

電源ユニット 230 V（オプション）

32 (1.26)

100 (3.94)

75 (2.95)

45 (1.77)

A0025739 34

102 (4.02)

124 (4.88)

 33

in

A0025784

 35

46

電源ユニット 24 V

A0025786

 36

電源ユニット 24 V（オプション）

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

サービスディスプレイ（アクセサリ）
サービスディスプレイは、以下で構成されます。
• ポータブルディスプレイ（「オプションのディスプレイ」と同じ寸法）• ディスプレイを保護し、（開放された）キャビネットドアに引っ掛けるためのカバー
193 (7.60)
123 (4.84)

36 (1.42)
13.5 (0.53)

B

A

A

143 (5.63)

157 (6.18)
119 (4.69)

B-B

6
R1

40 (1.57)
B

47 (1.85)

144.5 (5.69)
A-A

A0025343

 37

サービスディスプレイカバーの寸法（単位：mm（inch））

質量

バージョンによって異なる：
CM442R（完全に組立て済み）
約 0.45 kg（1 lbs）
CM444R および CM448R（完全に組立て約 0.95 kg（2.1 lbs）
済み）
各モジュール
約 0.06 kg（0.13 lbs）
外部ディスプレイ（ケーブルを除く） 約 0.56 kg（1.2 lbs）
サービスディスプレイカバー
0.46 kg（1 lbs）
外部電源ユニット（CM444R、CM448R）
0.27～0.42 kg（0.60～0.92 lbs）、電源ユニットのタイプ
に応じて

材質

DIN レールハウジング

PC‐FR

ディスプレイカバー

PC‐FR

ディスプレイシール

EPDM

ソフトキー

EPDM

モジュールハウジング 2DS Ex-i

PC-PBT

モジュールカバーPBT GF30 ガラスエポキシ（FR）

端子台

ニッケルめっき真ちゅう

接地端子

ステンレス 1.4301（SUS 304 相当）

ネジ

ステンレス 1.4301（SUS 304 相当）

取付プレート（オプションのディスプレイ） ステンレス 1.4301（SUS 304 相当）
固定ネジ（オプションのディスプレイ）

スチール、亜鉛めっき

サービスディスプレイカバー（アクセサリ） EPDM

Endress+Hauser

47

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

操作性
外部ディスプレイ

グラフィック表示部：• 解像度：240 x 160 画素• スイッチオフ機能付きバックライト• ユーザーに警告するためにエラーを赤いバックグラウンドで表示• 明るい環境でも最大のコントラストを実現する半透過型ディスプレイテクノロジー

操作コンセプト

シンプルで構造化された操作コンセプトによって、新しいスタンダードを確立します：• ナビゲータとソフトキーを使用した直観的な装置• アプリケーション固有の測定オプションをすばやく設定• テキスト表示による簡単な設定と自己診断• 機器はすべて注文可能な全言語に対応

A0025229

 38

外部ディスプレイ（オプション）による現場操作

外部ディスプレイ（オプション）による操作

 39

テキストメニュー1Outlet 1
11:09:15 29.01.2013

CH 1:1 pH

6.99 pHCH 1:1 Temperature

25.1 °C

CH 1:2 Nitrate

9.02 mg/l

CH 2:1 SAC

2.02 1/m

CH 2:2 Turbidity

1022 FNU

CH 3:1 Current Input [Flow]

15.1 nA

MENU

2

3
A0025231

 40
1
2
3

48

操作の概要

表示部（アラーム状態ではバックグラウンドが赤色に変化）
ソフトキー（機能はメニューによって異なる）
ナビゲータ（ジョグ/シャトルおよび押す/ホールド機能）

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

HART 経由（例：HART モデムおよび FieldCare 経由）

31
32

250 ... 500 Ω

リモート操作

2
USB

1

3
A0039620

 41
1
2
3

HART モデムを使用

機器モジュール Base2-L、-H または -E：HART による電流出力 1
PC との接続用 HART モデム（例：Commubox FXA191（RS232）または FXA195 1）（USB）
HART ハンドヘルドターミナル

1) スイッチ位置「オン」（レジスタの代わり）

言語パッケージ

製品構成で選択された言語が、操作言語として工場でプリセットされます。 その他の言語はすべてメニューで選択できます。
• 英語（US）• ドイツ語• 中国語（簡体字、中国）• チェコ語• オランダ語• フランス語• イタリア語• 日本語• ポーランド語• ポルトガル語• ロシア語• スペイン語• スウェーデン語• トルコ語• ハンガリー語• クロアチア語• ベトナム語
使用可能なその他の言語については製品構成で確認できます（www.endress.com/cm442R、または /cm444R、または /cm448R）。

認証と認定
製品に適用できる最新の認証と認定は、www.endress.com の製品コンフィギュレータで選択できます。
1.

フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。

2.

製品ページを開きます。

3.

機器仕様選定を選択します。

注文情報
製品ページ

www.endress.com/cm442r
www.endress.com/cm444r

Endress+Hauser

49

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

www.endress.com/cm448r
製品コンフィギュレータ

1.

機器仕様選定：製品ページでこのボタンをクリックします。

2.

Extended 機器を選択します。
 別のウィンドウでコンフィギュレータが起動します。

3.

各機能に対して必要なオプションを選択し、要件に応じて機器を構成します。
 このようにして、機器の有効かつ完全なオーダーコードを受け取ることができます。

4.

Apply：構成した製品をショッピングカートに追加します。
製品の多くでは、選択した製品バージョンの CAD または 2D 図面をダウンロードすることも
可能です。

5.

納入範囲

Show details：ショッピングカート内の製品のこのタブを開きます。
 CAD 図面へのリンクが表示されます。選択すると、3D 表示フォーマット、および各種
フォーマットのダウンロードオプションが表示されます。

納入範囲には以下のものが含まれます。
• 1 x 発注されたバーションのマルチチャンネルコントローラ• 1 x 取付プレート• 1 x 外部ディスプレイ（オプションで選択した場合） 2)• 1 x DIN レール電源ユニット、付属ケーブル（CM444R および CM448R のみ）• 1 x DIN レール電源ユニットの印刷された取扱説明書• 1 x 印刷された簡易取扱説明書（注文した言語）• 分離エレメント（危険場所バージョンタイプ 2DS Ex-i に取付済み）• 危険場所用の安全上の注意事項（危険場所バージョンタイプ 2DS Ex-i 用）• 端子ストリップ

アクセサリ
以下には、本書の発行時点で入手可能な主要なアクセサリが記載されています。

‣ ここに記載されていないアクセサリについては、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合
わせください。

機器固有のアクセサリ

測定用ケーブル
Memosens データケーブル CYK10• Memosens テクノロジー搭載のデジタルセンサ用• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cyk10
技術仕様書 TI00118C
Memosens データケーブル CYK11• Memosens プロトコル搭載デジタルセンサ用の延長ケーブル• 製品ページの製品コンフィギュレータ： www.endress.com/cyk11
技術仕様書 TI00118C
センサ
ガラス電極
Memosens CPS11E• プロセスおよび排水などの標準アプリケーション向け pH センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps11e
技術仕様書 TI01493C

2)50

外部ディスプレイは注文コードのオプションとして選択できます。また、後からアクセサリとして注文することもできます。

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Memosens CPS41E• プロセスモニタおよび制御用 pH センサ• セラミック接合部および KCl 補給型• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps41e
技術仕様書 TI01495C
Memosens CPS71E• 化学プロセスアプリケーション向け pH センサ• 耐毒性リファレンス用のイオントラップ付き• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps71e
技術仕様書 TI01496C
Memosens CPS91E• 汚染度の高い測定物用の pH センサ• オープンダイアフラム付き• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps91e
技術仕様書 TI01497C
Memosens CPS31E• 飲用水およびプール用水における標準アプリケーション向け pH センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps31e
技術仕様書 TI01574C
Memosens CPS61E• ライフサイエンスおよび食品産業におけるバイオリアクタ用 pH センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps61e
技術仕様書 TI01566C
Memosens CPF81E• 鉱業用、産業用水および廃水処理用の pH センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cpf81e
技術仕様書 TI01594C
エナメル pH 電極
Ceramax CPS341D• pH 高感度エナメル付き pH 電極• 測定精度、圧力、温度、無菌性、耐久性に関する極めて高い要求に対応• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cps341d
技術仕様書 TI00468C
ORP センサ
Memosens CPS12E• プロセス工学および環境工学の標準的なアプリケーションに適した ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps12e
技術仕様書 TI01494C
Memosens CPS42E• プロセスモニタおよび制御用 ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps42e
技術仕様書 TI01575C

Endress+Hauser

51

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Memosens CPS72E• 化学プロセスアプリケーション向け ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps72e
技術仕様書 TI01576C
Memosens CPF82E• 鉱業用、産業用水および廃水処理用 ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cpf82e
技術仕様書 TI01595C
Memosens CPS92E• 汚染度の高い測定物用の ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps92e
技術仕様書 TI01577C
Memosens CPS62E• サニタリおよび滅菌アプリケーション向け ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps62e
技術仕様書 TI01604C
pH-ISFET センサ
Memosens CPS47E• pH 測定用 ISFET センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps47e
技術仕様書 TI01616C
Memosens CPS77E• 滅菌およびオートクレーブが可能な pH 測定用 ISFET センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps77e
技術仕様書 TI01396
Memosens CPS97E• pH 測定用 ISFET センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps97e
技術仕様書 TI01618C
pH/ORP 複合センサ
Memosens CPS16E• プロセス制御・モニタおよび水処理用途の標準アプリケーション向け pH/ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps16e
技術仕様書 TI01600C
Memosens CPS76E• プロセスモニタおよび制御用 pH/ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps76e
技術仕様書 TI01601C

52

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Memosens CPS96E• 汚染度の高い測定物および浮遊懸濁物（SS）用の pH/ORP センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cps96e
技術仕様書 TI01602C
電磁式導電率センサ
Indumax CLS50D• 耐久性の高い電磁式導電率センサ• 標準および危険場所アプリケーションに対応• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cls50d
技術仕様書 TI00182C
Indumax H CLS54D• 電磁式導電率センサ• 食品/飲料/医薬/バイオテクノロジ用のサニタリ仕様、認定取得済み• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cls54d
技術仕様書 TI00508C
電極式導電率センサ
Memosens CLS15E• 純水および超純水測定用のデジタル導電率センサ• 電極式測定• Memosens 2.0 搭載• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cls15e
技術仕様書 TI01526C
Memosens CLS16E• 純水および超純水測定用のデジタル導電率センサ• 電極式測定• Memosens 2.0 搭載• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cls16e
技術仕様書 TI01527C
Memosens CLS21E• 中～高程度の導電率の測定物に対応するデジタル導電率センサ• 電極式測定• Memosens 2.0 搭載• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cls21e
技術仕様書 TI01528C
Memosens CLS82E• サニタリ仕様導電率センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cls82e
技術仕様書 TI01529C
溶存酸素センサ
Memosens COS22E• 複数の滅菌サイクルにわたって最大の測定安定性が持続するサニタリ仕様の隔膜式溶存酸素
センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cos22e
技術仕様書 TI01619C

Endress+Hauser

53Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Memosens COS51E• 水処理/排水処理およびユーティリティアプリケーション用の隔膜式溶存酸素センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cos51e
技術仕様書 TI01620C
Oxymax COS61D• 飲料水および工業用水測定のための光学式溶存酸素センサ• 測定原理：光学（蛍光）式• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cos61d
技術仕様書 TI00387C
Memosens COS81E• 複数回の滅菌サイクルにわたって最大の測定安定性が持続するサニタリ仕様の光学式溶存酸
素センサ• Memosens 2.0 テクノロジー搭載デジタルセンサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cos81e
技術仕様書 TI01558C
殺菌センサ
Memosens CCS51D• 遊離塩素測定用センサ• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/ccs51d
技術仕様書 TI01423C
イオン選択性センサ
ISE マックス CAS40D• イオン選択性センサ• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cas40d
技術仕様書 TI00491C
濁度センサ
Turbimax CUS51D• 廃水中の濁度および固形物の比濁度分析測定用• 4 ビーム散乱光方式• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cus51d
技術仕様書 TI00461C
Turbimax CUS52D• 飲用水、プロセス水、ユーティリティの濁度測定用 Memosens センサ、サニタリ仕様• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cus52d
技術仕様書 TI01136C
SAC および硝酸センサ
Viomax CAS51D• 飲料水および廃水中の SAC および硝酸測定• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cas51d
技術仕様書 TI00459C

54

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

界面測定
Turbimax CUS71D• 界面測定用の浸漬型センサ• 超音波式界面センサ• 製品ページの製品コンフィグレータ：www.endress.com/cus71d
技術仕様書 TI00490C
スペクトロメータセンサ
Memosens Wave CAS80E• 液体測定物の各種パラメータの測定• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cas80e
技術仕様書 TI01522C
蛍光測定用センサ
Memosens CFS51• 蛍光測定用センサ• Memosens テクノロジー搭載• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cfs51
技術仕様書 TI01630C

通信関連のアクセサリ

DeviceCare SFE100• Endress+Hauser 製機器の設定ツール• 迅速かつ容易な設置、オンラインでのアプリケーションアップデート、ワンクリックで機器を接続• ハードウェアの自動識別およびドライバカタログの自動更新• DTM による機器設定
技術仕様書 DeviceCare SFE100（TI01134S）
Commubox FXA195
USB ポートを介した FieldCare との本質安全 HART 通信
技術仕様書 TI00404F
Commubox FXA291
コンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを使用して計測機器の CDI インタフェースと接続
技術仕様書 TI00405C
Wireless HART アダプタ SWA70• 無線の機器接続• 統合が簡単、データ保護と伝送の安全性を提供、他の無線ネットワークと並行して使用可能、複雑なケーブル敷設が最小限
技術仕様書（TI00061S）を参照
フィールドデータマネージャソフトウェア MS20/21• 集中データ管理用の PC ソフトウェア• 一連の測定およびログブックイベントの視覚化• 確実にデータ保存可能な SQL データベース
FieldCare SFE500• フィールド機器の設定および管理用のユニバーサルツール• Endress+Hauser 製フィールド機器操作用の認定取得済み DTM（デバイスタイプマネージャ）のライブラリセットが付属• 製品構成に応じてご注文下さい• www.endress.com/sfe500

Endress+Hauser

55

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Memobase Plus CYZ71D• ラボ校正をサポートする PC ソフトウェア• センサ管理の可視化とドキュメンテーション• センサ校正のデータベース保存• 製品ページの製品コンフィギュレータ：www.endress.com/cyz71d
技術仕様書 TI00502C

サービス関連のアクセサリ

追加機能
ハードウェア拡張モジュール
キット、拡張モジュール AOR• 2 x リレー、2 x 0/4～20 mA アナログ出力• オーダー番号 71111053
キット、拡張モジュール 2R• 2 x リレー
• オーダー番号 71125375
キット、拡張モジュール 4R• 4 x リレー
• オーダー番号 71125376
キット、拡張モジュール 2AO• 2 x 0/4～20 mA アナログ出力• オーダー番号 71135632
キット、拡張モジュール 4AO• 4 x アナログ出力 0/4～20 mA• オーダー番号 71135633
キット、拡張モジュール 2DS• 2 x デジタルセンサ、Memosens• オーダー番号 71135631
キット、拡張モジュール 2DS Ex-i
• 2 x デジタルセンサ、Memosens、防爆認定• オーダー番号 71477718
キット、拡張モジュール 2AI• 2 x 0/4～20 mA アナログ入力• オーダー番号 71135639
キット、拡張モジュール DIO• 2 x デジタル入力• 2 x デジタル出力• デジタル出力用の補助電源• オーダー番号 71135638
アップグレードキット、拡張モジュール 485DP• 拡張モジュール 485DP• PROFIBUS DP• オーダー番号 71575177
アップグレードキット、拡張モジュール 485MB• 拡張モジュール 485MB• Modbus RS485• オーダー番号 71575178
ファームウェアおよびアクティベーションコード
SD カード、Liquiline ファームウェア付き• 工業用フラッシュドライブ、1 GB• オーダー番号 71127100
アクティベーションコードをご注文の場合は、機器のシリアル番号を指定してください。
デジタル HART 通信用のアクティベーションコード
オーダー番号 71128428
PROFIBUS DP 用アクティベーションコード
オーダー番号 71135635

56

Endress+Hauser

Liquiline CM442R/CM444R/CM448R

Modbus RS485 用アクティベーションコード
オーダー番号 71135636
PROFINET ＋ Web サーバー用アクティベーションコード、BASE2 用
オーダー番号 71449901
Ethernet/IP ＋ Web サーバー用アクティベーションコード、BASE2 用
オーダー番号 71449914
Modbus TCP ＋ Web サーバー用アクティベーションコード、BASE2 用
オーダー番号 71449915
BASE2 用 Web サーバーのアクティベーションコード
オーダー番号 71449918
キット CM442R：2 番目のデジタルセンサ入力用のアクティベーションコード
オーダー番号 71114663
キット CM444R/CM448R：BASE2-E の 2 x 0/4～20 mA 用のアップグレードコード
要問い合わせフィードフォワード制御用アクティベーションコード
• フィールドバス通信用の電流入力が必要• オーダー番号 71211288
計測レンジスイッチ用アクティベーションコード
• デジタル入力またはフィールドバス通信が必要• オーダー番号 71211289
ChemocleanPlus 用アクティベーションコード
• リレーまたはデジタル出力、またはフィールドバス通信およびオプションのデジタル入力が必要• オーダー番号 71239104
Heartbeat 検証およびモニタリング用アクティベーションコード
オーダー番号 71367524
イオン交換器稼働時間用アクティベーションコード
• 演算機能• オーダー番号 71367531
演算機能用アクティベーションコード
• 計算式エディタ• オーダー番号 71367541
システムコンポーネント

RIA14、RIA16• 4～20 mA 回路に組み込むための現場表示ユニット• RIA14 は防炎金属製ハウジング付き
技術仕様書（TI00143R および TI00144R）を参照
RIA15• プロセス表示ユニット、4～20 mA 回路に組み込むためのデジタル表示ユニット• パネルへの取付け• オプションの HART 通信付き
技術仕様書（TI01043K）を参照

その他のアクセサリ

外部ディスプレイ 3)
グラフィック表示部• 制御キャビネットドアまたはパネルへの設置用• オーダー番号：71185295
サービスディスプレイ
• ポータブル、設定用• オーダー番号：71185296
SD カード• 工業用フラッシュドライブ、1 GB• オーダー番号：71110815

3)

外部ディスプレイは製品構成のオプションとして選択するか、または後ほどアクセサリとして注文することが可能です。

Endress+Hauser57

*71588263*
71588263

www.addresses.endress.com