地球環境研究,Vol.11(2009)

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望＃−地球化学図作成のための準備と分析方法を中心に−
青

木

かおり＊

新

藤

智

子＊

楠

野

葉瑠香＊

福

岡

孝

昭＊

キーワード：地球化学図､ 河床堆積物､ 荒川

１. はじめにの国際的なプロジェクトとして地球化学図の作成が推進されている｡

自然環境から得られる情報を図化したものとして､ 植

日本国内では､ 独立行政法人産業技術総合研究所が全物の種類分布を示す植生図､ 基盤岩の種類の分布を示す

国規模で作成した地球化学図を公開している (今井ほか,

地質図､ 高低差や距離を示す地形図などがあるが､ それ

2004)｡ ただし､ 国土を網羅するために100km2で１地点

らに加えて地表面の元素分布を表す図として地球化学図を代表する形で調査が行われたことから､ 複雑な地域地がある｡ 一般に地球の元素の分布は一様ではなく､ 多く質を反映した化学組成の分布図を作成するためには試料

は研究対象地域の表層に現れている地質によって変化す

採取密度を高くする必要がある｡ 試料採取密度を１km2る｡ すなわち､ 元素の分布が分かることで､ その地域にで１地点を代表させた研究例としては､ 地質調査所 (現

分布する鉱物や地質を知る手がかりとなりうる｡ 水が流産業技術総合研究所) が調査した関東地方北部 (上岡ほれている河川の河床堆積物を採取し､ 化学分析することか, 1990)､ 名古屋大学が調査した名古屋市東部から奥によって流域の地球化学図を作成する試みは1960年代に三河 (田中ほか, 1995；山本ほか, 1998)､ 福岡大学が英国地質調査所 (BGS：British Geological Survey)

実施した福岡県内の調査 (古川ほか, 2004；高本ほか,の Plant によってはじめられ､ 現在に至るまでその手

2005；伊藤ほか；2007) などがある｡ これらの研究では法は改良されながら各国で取り組まれるようになった｡

地質図と元素分布図とを対比させながら､ より詳細な考

英 国 で は 現 在 も 国 の 基 盤 プ ロ ジ ェ ク ト (G-BASE ：察が可能となっている｡ 立正大学においては､ 2000年よbaseline geochemical mapping of Great Britain andり学部３年生の実習と修士課程１年生の実習を兼ねた宇Northern Ireland) として取り組まれている｡ G-BASE

宙地球化学研究室のプロジェクトとして､ キャンパスがについてレビューをした Johnson et al. (2005) による立地している熊谷市を流れる荒川の上流域奥秩父で試料と､ 当初は地球化学図の作成は資源鉱物の探査､ すなわ

採取密度を１km2で１地点を代表させた詳細な地球化学

ち探鉱を目的としてマグネシウム､ タングステン､ ウラ

図を作成している｡ 試料採取については田中ほかンといった金属元素､ 金や白金族元素といった貴金属元(1995) を参考にして若干の工夫を加え､ 化学分析には素の探査に重点を置いていた｡ その後､ 自然状態の地表

４種類の方法を採用している｡ 2004年からは立正大学オー面の元素分布は､ 人為の影響によって環境の変化が引き

プンリサーチセンター事業の一環として研究が続けられ起こされたか否かを評価する環境アセスメントのための(福岡ほか, 2005；2006；2007；2008)､ 2000年〜2008年

基礎資料として注目されるようになり､ 分析の対象とすの９年間に関わった延べ人数は100人を越える｡

る試料も河床堆積物から土壌や河川水にまで拡大されて地球化学図作成においては40年の歴史を持つ英国では､調査が続けられている (Breward et al., 2007)｡ 1980年

７月〜９月の夏季休暇中に地球科学・環境科学を専攻す

代には欧米諸国において全国土をカバーする地球化学図る学生を募集して試料採取キャンペーンが繰り広げられ､が作成され､ 1990年代半ばからは BGS が主導する形で

ひ と 夏 に 2000 地 点 以 上 で 試 料 採 取 が 行 わ れ て い る

UNESCO (Darnley et al., 1995) や FOREGS (Forum(Johnson et al., 2005)｡ 国家事業として行われている

of European Geological Survey；Plant et al., 1997)

英国と日本国内で個々に取り組んでいる大学では､ 対象＊＃

立正大学大学院地球環境科学研究科
平成17〜20年度立正大学大学院地球環境科学研究科オープンリサーチセンター業績

227

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望 (青木・新藤・楠野・福岡)

地域の広さや開催規模に違いはあるものの､ 地球科学や料の処理と分析方法を学習するための手引きとしてまと環境科学を専攻する大学の学生や大学院生を動員して行められたものであり､ 最後に地球化学図の今後の課題とわれている点では共通している｡ いずれの場合において展望について考察した｡

も､ 地球化学図の作成はチームで行う野外調査の方法を学び､ 化学分析の経験を積むことができるので､ これか

２. 試料採取の準備と実施方法

ら卒業研究や大学院での研究を始めようとする学生にとってはトレーニングを兼ねた非常に良いオリエンテーショ

本研究室では､ 夏期休暇中に３泊４日の日程で試料採ンとなっている｡ 試料採取時にリーダー役を務められる取のための野外調査実習を行っている｡ 全体の参加者お経験者が増えれば､ 試料採取のための班を多く作り､ 調

よびリーダーの人数によって班の数は変動するが､ 自動査対象地域を拡大して調査を継続させることも可能であ

車によって移動が可能な地域では､ ３〜５班程度で分担る｡ また､ 立正大学では2008年８月３日〜８日に地球環して60〜70地点で試料採取が行われる｡ 自動車での移動

境科学部で開催した ｢地球環境塾｣ のように､ 中学校・高等学校で理科を教える教員を対象とした研修の一部として､ 野外調査から化学分析までの一連の作業を体験できる題材として取り入れた｡ すべての分析を完了するた
めには､ 日程の追加や作業手順等の工夫をする必要があ
るが､ 大学に在学する学生以外を対象とした地学分野と化学分野の研修題材としても利用できるであろう｡
地球化学図の作成は長年にわたるプロジェクトであることから､ 草創期から連続して参加している参加者は教員を除くとごく限られる｡ 試料の採取方法や分析手順のばらつきを最小限に抑えるために､ 手法の改良が行われた場合には､ その都度変更点を明記してマニュアルを改訂するべきであろう (例えば Johnson et al., 2003)｡ 本
論は立正大学で実施されている地球化学図作成に必要な

図１

地球化学図作成における全体のながれ

試料採取の準備と実施方法､ および化学分析のための試
表１
器

試料採取で使用する器材一覧

材

ポリバケツ

仕

φ30.3×30.2cmH

深型スコップ

個／班
容量15L

穴開き

ふるい

φ180μm水差し

約φ12cm×13cm

2
2
2

容量１L

2

コーヒードリッパー−

2

コーヒーフィルター

−採取地点の約２倍

長形３号

採取地点数

茶封筒
ユニパック
タイマー

228

様

H-4号

240×170mm

採取地点数

−

1

GPS

Geko201 GARMIN 型

1

カルテ

図３を参照のこと

採取地点数

画板

−

1

地形図

25,000分の１

班員分

コンパス

−

班員分

カメラ

−

1

背負子

−

1

長靴・雨具

−

各自１

地球環境研究,Vol.11(2009)

が難しい地域では､ 同様の日程で廻れる地点は20地点程

深い谷に入った際には GPS では衛星からの情報を取得度である｡ 基本的に経験者１名をリーダーとして配して､できないことが多いため､ 自分の現在地を確認すること

３〜４人が１組となって行動する｡ 地球化学図を作成すが必要となる｡ そこで現地調査に出かける前に登山のたる手順を図１に示し､ 表１に試料採取に必要な器材をまめの技術研修を行う｡ まず､ 予め調査対象地域の地形図とめた｡ 本章では事前準備と試料採取方法について以下に磁北線を記入して､ コンパスの使用方法を学び､ 目標に詳述する｡とする谷や尾根の方位を正しく認識する方法を実習する｡
さらに､ 礫の種類を判別するために､ 基本的な岩石の２. １. 試料採取のための事前準備

種類とその特徴を学習する必要がある｡ 本研究では河床野外調査に出る前に､ 参加者は地形図と地質図の読図

堆積物を80メッシュ (＜180μm) のふるいに通し､方法を学習した上で､ 採取地点の選定を行う｡ 参加者は､

180μm 以下の粒子を試料として持ち帰り化学分析を行

地形図から陸上の地形・水系・道路・鉄道・集落・建造う｡ 180μm 以上の砂礫は化学分析の対象とはしないが､物・植生・基準点・地名・境界などの詳細な情報を得ら

化学組成と地質との対応を議論する際の重要な情報であれることを理解した上で等高線から読み取った尾根線をることから､ 岩石の種類や大きさ､ 色について詳細に記

地形図上に書き込み､ 尾根に囲まれた領域 (集水域) か述する必要がある｡ 荒川流域に分布している岩石につい

ら採取地点を選定する｡ 尾根に囲まれた地域の表層の物ては､ 地学団体研究会の ｢川原の石のしらべ方

質は､ 雨水等に侵食され各支流の下流端に運ばれる｡ た石｣ (｢荒川の石｣ 編集委員会, 1999) と､ 荒川で採取さとえば､ 図２に示した地点ａは尾根で囲まれた集水域Ａれた礫の標本を参考にして学習する｡の組成を代表する｡ 本研究の試料の採取地点は､ 地形図

荒川の試料採取地点で観察結果を記録するための統一した規2上の尾根に囲まれた約１km の流域から１地点を選ぶ｡

格の用紙 (図３：以下カルテと呼ぶ) を準備する｡ 観察

支流では増水時に本流の水が支流に逆流することを考え､結果を記録する表現力には個人差があることから､ 見落

本流と交わる100m 程度上流の地点を選択する (図２；としを防ぐために､ カルテには予め必要な調査項目を簡地点ａ､ ｂ､ ｄ､ ｅ)｡ また､ 斜面の崩落や護岸工事等

潔に表示している｡ また､ 車道から採取地点までの経路

で水が枯れて河床堆積物の採取が困難な集水域があるのや､ 河岸の様子､ 試料の化学組成に変化を与えそうな民で､ 本流でも５km おきに採取する (図２；地点ｃ､ ｆ)｡

家や工場の存在､ 廃棄物といった特殊な状況を記録する

さらに､ 地質図と照らし合わせ､ 化学組成に影響する可欄を設けている｡

2

能性のある地質が観察される集水域では１km 未満の範囲であっても採取する｡ 本研究室で調査している奥秩父

２. ２. 試料採取の手順

では旧秩父鉱山とその周辺地域を除くと主に砂岩・泥岩採取地点に到着したら､ 図４に示した流れで試料を採からなるが､ 石灰岩の採石場や貫入した火成岩が露出し取し､ 周辺状況をカルテに記入する｡ 以下に試料採取の2ている地点の近くでは約１km よりも細かい範囲に試料採取地点を選定している｡

手順を詳述する｡
コンパスと地形図を用いて目標地点に到達していることを確認後､ GPS を起動する｡ GPS による位置情報取得は､ 衛星からの信号を受信するために木の葉等の障害物が上空に少なく安定した場所で行い､ 緯度・経度・高度をカルテに記入する｡ 周辺の様子と河床堆積物の写真を撮影し､ カルテの各項目に観察した事柄を記入する｡
写真撮影ではスケールを統一するために､ 例えば､ 河床堆積物の写真は深型スコップやふるいと一緒に撮影する｡
試料の採取方法をフローチャートに示した (図５)｡
図中の番号は以下に記す採取方法の手順①〜⑤に対応している｡ 採取に使用する道具類はあらかじめ河川水で良く洗浄する｡①ふるいの下にポリバケツを置き､ 深型スコップですくっ図２

採取地点選定の例

た河床堆積物をふるいの上にのせて､ 水差しで水をか229

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望 (青木・新藤・楠野・福岡)

図３

230

2008年度版試料採取カルテの例

地球環境研究,Vol.11(2009)

けながらふるいにかける｡ 十分に水をかけ流したら､みを流す｡ このとき､ 静置時間を統一するためにタイ

ふるいの上に残った砂礫を捨て､ 新たにスコップで堆マーを使用する｡

積物をのせて同じように水でかけ流す｡③ポリバケツに残った沈降物を水差しで水をかけ流しな②ポリバケツの中にある程度河床堆積物がたまったら水を足してバケツを満水にし､ 手で均一になるように底からかき混ぜる｡ 安定した場所に静置し､ ５分後上澄がらふるいにかけ､ ②の作業を繰り返す｡④ポリバケツに残った全ての沈降物を水差しを使ってコー
ヒーフィルター上に移す｡⑤フィルターに残ったものを試料とし､ 採取地点の番号を記入した茶封筒､ ユニパックの順に封入する｡
バケツを満水にし､ かき混ぜて５分間静置する作業(②) と沈降物を全てコーヒーフィルター上に移す作業(④) は､ どの採取地点でも同じ粒度の試料にするためである｡ バケツに採取した試料が多かった場合は､ 複数のフィルターに分けて回収し､ 室内作業時に均一になる
よう混合して一つにまとめてから､ 分析用の試料を取り
分ける｡

図４

採取および現地調査

３. 分析方法
３. １. 本研究で用いる化学分析法
採取した試料の化学組成は､ XRF (X-ray fluorescence analysis；蛍光エックス線分析)､ LA-ICP-MS(Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass
Spectrometry；レーザーアブレーション誘導結合プラ
ズマ質量分析)､ INAA (Instrumental neutron activation analysis ； 機 器 中 性 子 放 射 化 分 析 ) ､ PGA(Prompt γ-ray analysis；即発ガンマ線分析) の４種類の分析方法を用いて､ １試料当たり48元素の濃度を求めることを目標とする (図６)｡ いずれも､ 多試料・多元素を効率的に分析が可能な手法である｡ Si､ Fe､ Al､
図５

採取方法のフローチャート

図６

Ca､ K 等の主成分元素を中心に21元素の分析は蛍光Ｘ

地球化学図に用いる元素と分析手法

231

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望 (青木・新藤・楠野・福岡)線 分 析 (XRF) で 行 い ､ Ｂ の 分 析 は 即 発 γ 線 分 析採取した試料は､ 現地から持ち帰ると直ちに袋から出(PGA) で行う｡ LA-ICP-MS では微量元素の中でも希し､ 数日かけて室温で自然乾燥させる｡ 乾燥しやすいよ

土類元素を中心に23元素を分析する｡ XRF や LA-ICP-

うにコーヒーフィルター内の試料をもみほぐし､ ポリエ

MS で精度の良い分析値を得難い元素を含む15元素の分チレンフィルムでコーティングされた大きなろ紙上に置

析には INAA を適用する｡ INAA では揮発性元素であく｡ 自然乾燥が完了した試料は､ 二酸化炭素ガスを噴きる Hg を分析するため自然乾燥した試料を用いる｡ 以下､

つけ塵を除いたスチロール瓶に保管する｡ １地点で採取

試料の前処理方法と注意点について述べ､ 分析方法ごとされた試料が複数のコーヒーフィルターに分けられていに使用する機器と分析条件､ さらに分析値の計算方法にる場合は､ 自然乾燥後にひとまとめにしてスチロール瓶

ついての概要をまとめる｡ 分析結果の定量値化､ 分析確度や装置のドリフトをモニターするために用いる標準試料を表２にまとめた｡
各分析方法の原理や機器の仕組みおよび定量計算の詳細については､ 専門の書籍を読み学習すると良い｡ LAICP-MS については新藤ほか (2009, 本号)､ Montaser(2000)､ 放射能と放射線の基礎は海老原 (2005)､ 古川(1994)､ INAA の分析・解析技術は福岡 (1993)､ 伊藤ほか (2004)､ Ge 検出器の原理・調整法については
Knoll (1991) 等が参考になる｡

３. ２. 分析試料の前処理

図７

分析試料前処理のながれ分析に至るまでの試料処理の過程を図７に示した｡

表２

XRF､ LA-ICP-MS､ INAA､ PGA で用いた標準試料と各元素の公表値

Rb

Cs

Sr

Ba

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Zr

Hf

Nb

Ta

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

＊１

JA-3

36.7

2.08 287

323

21.2

9.33 22.8

2.4

12.3

3.05

0.82

2.96

0.52

3.01

0.51

1.57

0.28

2.16

0.32

118

3.42

3.41

0.27

＊１

JB-1a

39.2

1.31 442

504

24

37.6

65.9

7.3

26

5.07

1.46

4.67

0.69

3.99

0.71

2.18

0.33

2.1

0.33

144

3.41

26.9

1.93

7.37

0.85 178

222

24.9

2.35

6.76 1.01

6.63

2.31

0.86

3.28

0.6

3.73

0.75

2.6

0.41

2.62

0.4

51.2

1.49

1.58

0.13

目的元素

＊１

JB-2

＊１

257

20.8

29.1

50.3

45.1

19.7

47.2

5.58

23.3

6.03

0.3

5.06

1.01

5.69

1.11

3.61

0.67

4.55

0.71

99.9

4.51

15.2

1.86

＊１

303

25

8.11 39.5

51.1

16.3

38.8

4.75

20.4

5.63

0.14

5.83

1.1

6.63

1.39

4.36

0.74

5.33

0.88

96.3

5.14

18.7

2.29

分析法

LA/ICP-MS
SiO2

TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O

K2O

P2O5

Rb

Ba

Nb

Sr

Zr

Y

Cr

Ni

V

Pb

Cu

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

＊１

JA-3

62.27

0.7

15.56

1.15

0.104

3.72

6.24

3.19

1.41

0.116

36.7

323

3.41 287

118

21.2

66.2

32.2

169

7.7

43.4

＊１

JB-1a

52.41

1.28

14.45

2.55

0.148

7.83

9.31

2.73

1.4

0.26

39.2

504

26.9

144

24

392

139

205

6.76

56.7

＊１

JB-2

53.25

1.19

14.64

3.33

0.218

4.62

9.82

2.04

0.42

0.101

7.37 222

51.2

24.9

28.1

16.6

575

5.36 225

＊１

JR-1

75.45

0.11

12.83

0.35

0.099

0.12

0.67

4.02

4.41

0.021 257

50.3 15.2

29.1

99.9

45.1

2.83

1.67

7

19.3

2.68

＊１

JR-2

75.69

0.07

12.72

0.27

0.112

0.04

0.5

3.99

4.45

0.012 303

39.5 18.7

8.11 96.3

51.1

3.1

1.99

3

21.5

1.36

分析法

XRF

JR-1
JR-2

目的元素

目的元素

442

1.58 178

Cs

Sc

La

Sm

Eu

Yb

Lu

Th

Hf

Cr

As

Sb

Co

Ir

Au

Hg

B

Si

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppb

ppb

ppb

ppm

％

66.2

29.11

＊１

JA-3

2.08 22

9.33

3.05

0.82

2.16

0.32

3.25

3.42

4.68

0.32

21.1

n.d＊１

0.95

1.9

24.8

＊１

JB-1a

1.31 27.9

37.6

5.07

1.46

2.1

0.33

9.03

3.41 392

2.3

0.25

38.6

n.d＊１

0.71

6.65

7.88 24.5

JB-2

0.85 53.5

2.35

2.31

0.86

2.62

0.4

0.35

1.49

28.1

2.87

0.25

38

n.d＊１

5.64

4.78

30.2

24.89

＊１

＊１

JR-1

20.8

5.07 19.7

6.03

0.3

4.55

0.71

26.7

4.51

2.83 16.3

1.19

0.83 n.d＊１

0.25

3.4

117

35.27

＊１

JR-2

25

5.59 16.3

5.63

0.14

5.33

0.88

31.4

5.14

3.1

19.2

1.51

0.46 n.d＊１

0.13

0.9

145

35.38

Allende

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

分析法

INAA

−

780

140＊２ 12.1＊３

PGA

太字で示した標準試料の公表値を基準に､ 未知試料中の目的元素濃度を計算する｡＊１
本研究では JB-1a､ JR-2中の Au と Hg は検出不可であるため､ n.d とした｡ 公表値は Imai et al. (1995) に示されている｡＊２
Allende 中 Ir､ Au 濃度は J. C. Laul (私信) による｡
＊３
Allende 中 Hg 濃度は標準溶液を標準試料として INAA で分析し､ 石本 (私信) による｡

232

地球環境研究,Vol.11(2009)に保管する｡に発泡がおこり､ ビード表面に凹凸ができ､ XRF 分析

試料は水をかけ流しながら回収したために､ フィルター

値の確度が悪くなるので900℃加熱乾燥が必要である

内で比重によって分級している｡ スチロール瓶中でサジ(小林, 2001)｡ ガラスビードの分析には富士常葉大学にを使って均質になるよう良く混ぜ合わせた試料を20cm設置されている理学電機工業社の波長分散型蛍光Ｘ線分

四方ほどの大きな紙の上に広げ､ 一つの山にする｡ その析装置 RIX2100に Rh 管球を装着して使用し､ 電圧50試料の山を４つに分割し､ そのうち４分の２をひとつの

kV､ 電流値50mA の条件で１試料につき約１時間測定

山にして､ 再度４分割する作業を数回繰り返す (四分法)｡する｡ 検量線の作成には吉田・高橋 (1997) に掲載され化学分析に使用する試料として５g 以上を取り分け､ アている壱岐火山岩試料を使用しており､ その他の詳しい

ルミナ製乳鉢ですりつぶして新しいスチロール瓶に保管

分析条件や分析確度､ 分析値の再現性等は佐野 (2002)する｡ 残りの試料は元のスチロール瓶に戻して保管する｡に詳しく記載されている｡ 分析する元素は､ 主成分10元

INAA に用いる試料はここで0.1〜0.2g を取り分ける｡

素 (SiO2､ TiO2､ Al2O3､ FeO＊ (全鉄を FeO とした値)､

XRF と LA-ICP-MS で分析する試料は､ 高温で加熱しMnO､ MgO､ CaO､ Na2O､ K2O､ P2O5) および微量元て水､ 有機物等を分解揮発させる (強熱減量)｡ 加熱後

素10元素 (Rb､ Ba､ Nb､ Sr､ Zr､ Y､ Cr､ Ni､ V､ Cuの試料は合計2.0g (XRF と LA-ICP-MS に1.3g､ PGA(2000年〜2004年) または Pb (2005年〜2008年)) であに0.7g) 必要であることから､ 減量することを見込んでる｡ なお､ XRF で定量されたＹと Si の分析値は､ それ

約５g 程度の試料を加熱する｡ 強熱減量は２段階で行う｡

ぞれ LA-ICP-MS と PGA で内標準元素として補正計算

まず､ 恒量させた石英るつぼに試料を入れ､ るつぼ込みに使用する｡ 分析結果の正確度は独立行政法人産業技術の重量を記録する｡ 110℃に設定した乾燥機で乾燥させ総合研究所が販売している岩石標準試料 JB-1a､ JA-3､て水分を蒸発させる｡ この試料を900℃に設定した電気

JR-2の分析値と推奨値 (表２) との比較により検討す炉で１時間加熱する｡ このとき､ 有機物や炭酸塩が二酸る｡

化炭素等酸化物に分解され揮発する｡ 試料が恒量に達したらスチロール瓶に入れてデシケーター内で保管する｡

３. ４. LA-ICP-MS による分析方法

INAA では自然乾燥した試料､ 他の３分析法では

ICP-MS 分析は､ 試料を大気圧下で Ar プラズマに通900℃加熱乾燥した試料を使うため､ 揮発した成分の量

してイオン化し､ そのイオンを質量と電荷の比により選によって試料重量が変わる｡ そのため､ 分析値の計算を別してイオン一つ一つを検出する質量分析法である｡ 多行う際には､ 上記の作業で記録した自然乾燥の重量と数の微量元素を同時にしかも短時間で高精度分析するこ

900℃加熱乾燥後の重量の差から揮発成分の含有率を計とができる｡ 立正大学では質量分離部が四重極型の算して､ 重量の補正を行う必要がある｡

ICP-MS 装置 (SII 社製 SPQ9000) を使用し､ この分析装置に試料を導入するために LA (Laser ablation) 装

３. ３. XRF による分析方法

置 (CETAC 社製 Nd-YAG レーザー (波長266nm) 装

試料にエックス線を照射し原子を励起させると､ 原子

置 LSX-200) を使用している｡ LA 装置は固体試料にレーの核外軌道電子が弾き出される｡ このときにできた核外ザーを照射して直接エアロゾル化して､ アルゴンガスに

軌道電子の空位に外側の軌道の電子が遷移すると蛍光エッ乗せてプラズマの中に送り込んでいる｡ この方法は試料

クス線 (特性エックス線) が放出される｡ 蛍光エックスを溶解する必要がないので､ 試料への汚染を極力少なく

線は元素に固有なエネルギーを持ち､ その強度は濃度にできる｡ また､ 溶液法では水分子等と結合して複雑な分比例することから､ 元素の同定および定量が可能である｡

子イオンが生じることにより補正計算が必要となるが､試料はガラスビードとよばれるガラス質の薄い円盤にLA 法ではその補正をする必要がほとんどない｡ 本研究して分析する｡ 900℃加熱乾燥した試料約1.3g を精秤し､では､ XRF 用に作製したガラスビードを LA-ICP-MS

110℃で乾燥させた四ホウ酸リチウムを試料の２倍 (約分析にも使用している｡ これは､ レーザーでエアロゾル

2.6g) 加えてアルミナの乳鉢で均一に混ぜ合わせる｡ こ

化するのに適している均質なガラス試料であることに加れを白金るつぼに移し､ 東京科学社製の高周波溶融装置

え､ 次に述べる分析値の定量化および内標準補正が容易(ビードサンプラ) TK-4100を用いて試料を最高1200℃

であることがその理由である｡ 分析条件や手法について

で加熱融解してガラスビードを作製する｡ 揮発性成分がは､ 新藤ほか (2009, 本号) を参考にすると良い｡

十分に抜けていない試料でビードを作製すると､ 融解時

ICP-MS で得られる分析結果は､ 単位時間当たりに検233

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望 (青木・新藤・楠野・福岡)

出装置でカウントされたイオンの個数､ すなわち強度比ている試料 (多くの場合岩石標準試料) の強度と比較しのみが得られる｡ そこで､ 各元素の強度を濃度 (ppm)て目的元素の含有量を求める方法である｡ INAA は､として示すために､ 独立行政法人産業技術総合研究所の生成した放射性核種から放出されるγ線のエネルギーが岩石標準試料 JA-3 (表２) を分析して得られた強度と核種によって異なるので､ 同時に多元素の分析が可能で公表値を､ 未知試料の強度と比較して濃度を算出する｡

ある｡

さらに､ 分析装置のドリフトによる分析感度の変動や､自然乾燥後の試料約0.2g を洗浄したポリエチレン製

試料がレーザーでエアロゾル化される効率が化学組成にの バ イ ア ル (0.2ml 容 量 ､ キ ャ ッ プ 付 ､ Bel-Art

よって異なるために生じる感度の変化 (マトリックス効

products 製) に入れて精秤し､ バイアルのフタと本体果) を補正する必要がある｡ 本研究ではガラスビード試をハンダゴテで融封する｡ 検出器と放射性物質の距離が料は XRF で定量されたＹを内標準元素として用いて補γ線強度の検出に影響するため､ γ線強度測定時の試料正している｡ LA-ICP-MS で分析して得られたＹの濃度

位置を検出器から一定距離に保てるように､ バイアル側と､ XRF で求められた同じガラスビードのＹの濃度の面が水平になるよう､ 融封時に生じた凸部を削り落とす｡

比から､ ICP-MS で得られている感度の増減率を求めて､

ポリエチレン製の袋にバイアルを入れ､ ヒートシーラー

同時に分析されたその他の元素の濃度を補正する｡ 最新を用いて融封する｡の分析技術の情報交換のために､ 毎年東京工業大学理学

試料は日本原子力開発機構原子力科学研究所へ輸送し､部地球惑星科学科平田研究室で開かれる ICP-MS 技術

原子炉で試料に同時に熱中性子を照射する｡ 使用原子炉

セミナー (主に LA-ICP-MS) に参加し､ 本学の LA-と照射設備は､ 原子炉の運転状況により原子炉施設と打ICP-MS 技術向上に努めている｡ 学生の研究意欲を刺激

ち合わせて決定する｡ 利用する設備や原子炉の出力等にする面でも効果的である｡

応じて､ 照射後に測定するγ線強度がほぼ同じになるよ
うに､ 照射時間と試料数を調整する｡ 照射後の試料は青３. ５. INAA による分析方法

山学院大学理工学部アイソトープ実験室内のドラフト内INAA とは､ 原子炉で試料に熱中性子を照射し､ 試で照射時に試料を包装していたポリエチレン袋を､ 新し料中の非放射性核種を放射性核種に変え､ 放出されるγいポリエチレン袋に入れ替え､ 融封する｡ γ線強度の測線の強度を測定し､ 同時に中性子照射した濃度のわかっ定には同実験室に設置されている Ge 検出器を利用した｡

表３

INAA で分析する元素の安定核種､ 生成核種およびγ線エネルギー

安定核種
核種名
152
176

半減期

γ線エネルギー(keV)妨害となる核種とγ線エネルギー (keV)

0.267

46.8 時間

103.2

239

0.0259

177

6.74日

208.3

239

232

1.00

233

27.0 日

311.9

192

50

0.043151

27.8 日320.1

192

328.8, 487, 1596.6

59

Lu
Th
Cr

139

Sm
Lu
Pa
Cr

239

U ( Np)：103.7, 106.5
Np：209.8
Ir：308.5；169Yb：307.7
Ir：316.5；147Nd：319.4；177Lu：321.3

0.999

140

174

0.3183

175

4.19日

396.1

233

197

1.00

198

2.7 日

411.8

152

181

0.352

181

42.4 日

482.2

192

75

1.00

76

26.4 時間

559.1, 657.1

122

133

1.00

134

2.06年

797.0

134

45

1.00

46

83.9 日889.3, 1120.5

160

59

1.00

60

5.26年

1173.2, 1332.5

134
154

La
Yb
Au
Hf
As
Cs
Sc
Co

151

La
Yb
Au
Hf
As
Cs
Sc
Co

40.2 時間

Fe：335.0；192Ir：489.1
Th (233Pa)：398.7
Eu：411.1
Ir：484.7；181Hf：475.9
Sb：564.4
Cs：802.0
Tb：879.4；110mAg：884.7；152Eu：1112.1；65Zn：1115.5
Cs：1167.9；160Tb：1177.9

0.478

152

12.7 年

121.8, 1408.1

202

0.298

203

46.9 日

279.2

232

1.00

233

27.0 日

311.9

192

50

0.043151

27.8 日

320.1

192

191

0.373

192

74.2 日

468.1

180

0.352

181

42.4 日

482.2

192

133

1.00

134

2.06年

797.0

134

45

1.00

46

83.9 日889.3, 1120.5

160

1.00

60

5.26年

1173.2, 1332.5

134

0.573

124

60.3 日1691.1

Eu
Hg
Th
Cr

測定２
(照射後約１ヶ月)

生成核種
核種名
153

Sm

測定１
(照射後約５日)

存在比

Ir
Hf
Cs
Sc

59

Co

123

Sb

Eu
Hg
Pa
Cr
Ir
Hf
Cs
Sc
Co
Sb

Eu：123.1；131Ba：124.2
Ir：308.4；169Yb：307.7
Ir：316.5；147Nd：319.4；177Lu：321.3
Ir：484.7；181Hf：475.9
Cs：802.0
Tb：879.4；110mAg：884.7；152Eu：1112.1；65Zn：1115.5
Cs：1167.9；160Tb：1177.9

各核種の放出するいくつかのγ線強度のうち､ 最も高いか周囲に妨害ピークが少ないピーク (太字で示したγ線エネルギー) を用いて濃度計算を行う (福岡, 1993)｡234

地球環境研究,Vol.11(2009)

測定は､ 分析する元素 (生成した核種の半減期) に応じまれていると､ 水素によって中性子が乱反射を受け､ γて原子炉での中性子照射後５日前後 (表３；測定１) と線検出器の不感時間を大きくし､ 測定を妨害する｡ 一般

１ヵ月後 (表３；測定２) に分けて実施する｡ 未知試料に河床堆積物は含水量が多いので､ 900℃加熱乾燥が必のγ線強度を､ 岩石標準試料 (JB-1a または JR-2､ 表要である｡

２) のγ線強度と比較することにより元素濃度へ換算する｡ 分析値の正確度は､ 同時に照射した複数の岩石標準
試料の分析結果と推奨値との対比で確認する｡

４. 地球化学図の作成
本章では採取した地点と化学分析の結果を地球化学図

３. ６. PGA によるＢの分析方法
ガラスビード試料を用いて分析する LA-ICP-MS でにあらわすために使用しているアプリケーションとその利用手順をまとめる｡

は､ ガラスビード作製に四ホウ酸リチウムを使うことか分析値から地球化学図を作成する場合､ 当初はグリッら､ Ｂの定量分析ができない｡ そこで､ Ｂの分析にはド方式で行ったが､ 2006年以来､ 名古屋大学で開発されPGA を適用する｡ PGA とは､ 試料に中性子を照射中にた ｢地球化学図作図プログラム｣ (稲吉, 2005) を使用放出される即発γ線を測定することで､ 元素または同位している｡ 採取地点の位置情報と化学組成が入力された体を分析する方法である (米沢, 2002)｡

Excel の表計算シートをテキスト形式 (＊ .csv または900℃で乾燥させた粉末試料は､ アルミナの乳鉢で細＊.txt) で保存して､ 上記プログラムで読み込むと､ 元

かくすりつぶし､ 約0.7g を専用の冶具を用いて､ 約0.4t

素ごとに濃度分布を示すイメージファイル (地球化学図)の圧力で直径12mm､ 厚さ３mm 程度の錠剤に成型するを得ることができる｡(佐野ほか, 1998)｡ これを FEP (四フッ化エチレン六次に､ 地図情報ソフトのカシミールに採取地点のフッ化プロピレン共重合樹脂､ FLON INDUSTRY 社

緯度経度を入力して､ 地点が示された地形図のイメージ

製) 袋に入れ､ ヒートシーラーで融封する｡ 中性子の照ファイル (＊.bmp) を作成する｡ 市販のグラフィックソ

射､ 即発γ線の測定は日本原子力開発機構原子力科学研

フトである Adobe Photoshop を使用して①カシミール

究所 JRR-3M 炉 (最大熱出力３MW) の中性子ガイドで作成した採取地点を示したイメージファイル､ ②上記

ビームホールに設備された即発γ線測定設備で行う｡ 錠で作図した元素ごとの地球化学図のレイヤー､ ③調査し剤試料を包装した FEP 袋の余白を PTFE 製の糸で中性た流域を囲う尾根を線で囲んだレイヤーを重ね合わせる｡

子ビームが一定の位置に照射されるように固定する｡ 中③のレイヤーは､ 尾根線の内側を完成した地球化学図と性子の照射時間は､ 標準試料は60分間以上､ 未知試料はして表現するためである｡ 分析して得られた化学組成は､試料の即発γ線強度により調整する (最低20分間)｡

集水域を代表する値として尾根線で囲われた地域を代表

γ線スペクトロメーターで得られるＢの即発γ線のピーする値であることから､ 必要に応じて尾根線の外側の領

クは470−485keV に観測され､ 特徴的な台形型を示す｡

域を切り取る等､ 完成したイメージの加工を工夫する｡

その幅は通常のγ線ピークに比べて８〜10倍と大きい｡
このピークは環境試料や岩石試料では Na (472keV) とNi (483keV) のピークの干渉を受ける可能性がある｡

５. 地球化学図の今後の展開と課題

特に Na は､ 地質試料では普遍的に検出される主要元素

地球化学図に関わる研究の今後の展開としては､ いくの一つであることから､ Na のピークを除去する計算をつかの方向性が考えられる｡ まず､ 2008年度をもって､行わなくてはならない｡ 本研究では､ 佐野ほか (1998)

荒川源流についてかなり広い範囲の調査が終了した (図の方法に従ってＢのピークを解析する｡ Ｂの濃度は､ 未８)｡ これまでに調査が完了した地域については､ 分析

知試料のγ線強度と岩石標準試料 (JB-2､ 表２) の強値をまとめて公開する準備を進めている｡ さらに､ 調査度を対比させて算出する｡ さらに､ 中性子強度の時間変を完了した地域については､ 作成した地球化学図を基礎

動や､ 錠剤の形や大きさのわずかな差異によるＢのγ線資料として､ 例えば中津川で2006年に本工事が完了した

強度 (幾何効率) の変動を補正するために､ 試料ごとに大滝ダム (2008年末で試験湛水中) の周辺と下流部の環PGA で求めた Si の分析値と XRF で求めた Si の分析

境変化をモニタリングすることは､ 今後の新たな課題の値の比を用いて､ Ｂの濃度の補正を行う (内標準補正；一つであろう｡ また､ これまでに分析した試料の残りが佐野ほか, 1998)｡ PGA では試料に H2O が数％以上含

自然乾燥された状態で保存されていることから､ これら

235

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望 (青木・新藤・楠野・福岡)

図８

荒川上流の地球化学図の試料採取地点■：2000年−2008年度に試料採取した地点 (合計337地点)

について新たな目的をもって分析するという方法も考え

流れ込み､ 荒川中流〜下流域では農地､ 宅地､ ゴルフ場

られる｡ 例えば､ Asahara et al. (2006) は､ 名古屋大といった人工改変地や建造物が増える｡ 都市開発が進ん

学が地球化学図を作成するために採取した試料と調査対だ地域では､ 試料の採取方法や分析する項目について工87

86

象地域に露出している基盤岩の Sr と Sr を分析し､ そ夫する必要もあるだろう (例えば Fordyce et al., 2005)｡の同位体比を比較することで河床堆積物の起源について第１章で述べたように､ 日本における地球化学図作成論じた｡ その結果､ 地質図には表わされていない岩石

は､ 複数の研究機関､ 大学による成果が挙げられる｡ 立(貫入花崗岩等など) の存在を予測している｡ 我々の荒正大学を含め､ これら機関の成果は2009年度日本地球惑

川上流の調査でも､ 高濃度の Mg と Cr が検出された地

星科学連合合同大会 (2009年５月16〜21日) 地球化学セッ

点についてクロム苦土鉱を伴う鉱脈の存在を予測しておション C202 ｢地球化学図の新展開を探る：環境､ 資源､り (新藤ほか, 2008)､ 基盤岩についての詳細な地質調研究､ 教育｣ でみることができる｡ 新たな研究成果報告

査と化学分析をすることで､ 新たな科学的事実が明らか

や､ 会場での議論によって開かれるこれからの地球化学になる可能性がある｡

図への道が期待される｡ また､ 2008年度の同位体比部会

一方で､ 今後は調査対象地域をさらに拡大するというにおける本研究の取り組みを紹介した講演では､ 採取し計画もある｡ 拡大の対象とする地域は､ 秩父湖の西の甲た試料を地球化学図以外の研究へ応用するという提案が武信ヶ岳や雁坂峠方面もしくは南の雲取山方面へ遡る地あった｡ 例として､ 河床堆積物の宇宙線生成核種含有量

域と､ これまでに調査した地域から下流方面が考えられから､ 侵食速度を求める研究がある｡ これまで本研究でる (図８)｡ 甲武信ヶ岳､ 雁坂峠および雲取山方面へのは集水域１km2ごとに試料を採取しているため､ 集水域

調査は自動車で移動できる範囲が限られており､ 登山のごとの地形・地質と侵食速度についての考察が可能であ

経験や沢のぼりの技術が必要であることから､ 山岳でのろう｡ 実際に地形学研究者からの試料供給を望む声が多活動や地質調査の経験者による調査への参加が望まれる数あるため､ 保管している河床堆積物試料を希望者に配であろう｡ 逆に､ 下流方向では荒川の本流は秩父盆地に分することも考えている｡

236

地球環境研究,Vol.11(2009)

地球化学図の作成は､ 上記のように新しいアプローチ

福士裕輔・栗下勝臣・小暮岳実・伊藤靖浩・井上素子

方法や課題が生まれており､ これまでに調査を終えた地(2006) 荒川上流中津川・神流川・河原沢川流域の地球化学域についてもより深く探求する研究に発展させられる可図. 立正大学文部科学省学術研究高度化推進事業オープンリ
サーチセンター (ORC) 整備事業平成17年度事業報告書,

能性がある｡

謝207−214.
福岡孝昭・新藤智子・楠野葉瑠香・町田尚久・王丹・星有哉・

辞関根友美・東千亜希・永川由紀・宇野友則・高草木愛・杉内

XRF の分析では富士常葉大学の XRF 分析装置を利用させ由佳・小暮岳実・伊藤靖浩・石本光憲 (2007) 荒川上流河原ていただきました｡ INAA の中性子照射では日本原子力機構原

沢川・赤平川流域の地球化学図. 立正大学文部科学省学術研

子力科学研究所東京大学大学開放研究室のみなさまにお世話に究高度化推進事業オープンリサーチセンター (ORC) 整備なりました｡ また､ 放射性物質の取り扱い､ γ線の測定では青事業平成18年度事業報告書, 166−175.

山学院大学理工学部アイソトープ実験室を利用させていただき

福岡孝昭・新藤智子・嶋田有里奈・関美乃・三浦亜由美・楠野ました｡ PGA の中性子照射､ 即発γ線測定は日本原子力機構

葉瑠香・宇野友則・高草木愛・東千亜希・永川由紀・田澤雄

原子力科学研究所３号炉ガイドビーム施設を利用させていただ

二・小暮岳実・石本光憲 (2008) 荒川上流薄川流域の地球化きました｡ 多くの方の支援に厚く御礼申し上げます｡

学図. 立正大学文部科学省学術研究高度化推進事業オープン
リサーチセンター (ORC) 整備事業平成19年度事業報告書,

引用文献

151−160.

｢荒川の石｣ 編集委員会 (1999) 地学ハンドブック11 ｢川原の古川路明 (1994) 現代化学講座15 放射化学. 朝倉書店, 221p.

石のしらべ方古川直道・袖原雅樹・伊藤裕之・高本のぞみ・袖原美恵

荒川の石｣. 地学団体研究会, 66p.

Asahara, Y., Ishiguro, H., Tanaka, T., Yamamoto, K.,
Mimura, K., Minami, M. And Yoshida, H. (2006)(2004) 河川堆積物の化学組成の季節変動―室見川および祓
川の例―. 福岡大学理学集報, 34, 27−44.

Applicaion of Sr isotopes to geochemical mapping and今井登・寺島滋・太田充恒・御子柴 (氏家) 真澄・岡井貴司・

provenance analysis: The case of Aichi Prefecture, central

立花好子・富樫茂子・松久幸敬・金井豊・上岡晃・谷口政碩

Japan. Applied Geochemistry, 21, 419-436.

(2004) 日本の地球化学図. 産業技術総合研究所地質調査総Breward, N. (2007) Arsenic and presumed resistate trace

合センター, 209p.

element geochemistry of the Lincolnshire (UK) sedimen-

Imai, N., Terashima, S., Itoh, S. and Ando, A. (1995) 1994

tary ironstones, as revealed by a regional geochemicalcompilation values for GSJ reference samples, 'Igneous

survey using soil, water and stream sediment sampling.

rock series'. Geochemical Journal, 29, 91-95.

Applied Geochemistry, 22, 1970-1993.
Darnley, A. G., Bjorklund, A., Bolviken, B., Gustavsson, N.,

稲吉正実 (2005) 地球科学図作成プログラム. 名古屋大学博物館報告, 21, 51−56.

Kovan, P. V., Plant, J., A., Steenfelt, A., Tauchid, M., and伊藤裕之・袖原雅樹・石原与四郎・古川直道 (2007) 福岡県西Xuejing, X. (1995) A global geochemical database for部, 室見川および那珂川流域の地球化学図. 福岡大学理学集

environmental and resource management, 19, UNESCO
Publishing, Paris.

報, 37, 37−56.
伊藤泰男・海老原充・松尾基之 (2004) 放射化分析ハンドブッ海老原充 (2005) 現代放射化学. 化学同人, 224p.

ク―確度の高い多元素同時微量分析への実践―. 日本アイソ

Fordyce, F. M., Brown, S. E., Ander, E. L., Rawlins, B. G.,

トープ協会, 133p.

O'Donnell, K. E., Lister, T. R., Breward, N. and Johnson,

Johnson, C. C., Brown, S. E. and Lister, T. R. (2003)

C. C. (2005) GSUE: urban geochemical mapping in Great

G-BASE Field Procedures Manual version 1.1. Initernal

Britain. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis,

Report,5, 325-336.

Keyworth, Nottingham.

IR/03/096N.

BritishGeological

Survey,福岡孝昭 (1993) 機器中性子放射化分析法 (INAA), 第四紀Johnson, C. C., Breward, N., Ander E. L., and Ault, L.

学会編 ｢第四紀試料分析法２｣. 東京大学出版会, 199−217.

(2005) G-BASE: baseline geochemical mapping of Great

福岡孝昭・栗下勝臣・小林町恵・浦野日峰・新藤智子・杉内由Britain and Northern Ireland. Geochemistry: Exploration,

佳・福士裕輔・加藤直子・楠野葉瑠香・越田千博・杉恵理子・
小暮岳実 (2005) 荒川上流中津川・神流川流域の地球化学図の作成. 立正大学文部科学省学術研究高度化推進事業オープ
ンリサーチセンター (ORC) 整備事業平成16年度事業報告書, 128−135.

Environment, Analysis, 5, 347-357.
上岡晃・伊藤司郎・田中剛・今井登 (1990) 地球化学図―元素の地表分布とその解析, 地学雑誌, 99, 555−569.
Knoll, G. (1991) 放射線計測ハンドブック. 木村逸郎・阪井英次訳, 日刊工業出版プロダクション, 814p.

福岡孝昭・新藤智子・杉内由佳・草野未緒・宮下香織・越田千

小林町恵 (2001) 河川体積物試料の蛍光Ｘ線分析法の確立―地博・杉恵理子・加藤直子・楠野葉瑠香・星有哉・関根友美・

球化学図主成分元素分析―, 立正大学地球環境科学部平成14237

河床堆積物の化学分析に基づく地球化学図作成の今後の展望 (青木・新藤・楠野・福岡)

年度卒業論文.

高本のぞみ・袖原雅樹・古川直道 (2005) 福岡県東部, 今川・Montaser, A. (2000) 誘導結合プラズマ質量分析法. 久保田正明監訳, 化学工業日報社, 942p.
Plant, J. A., Klaver, G., Locutura, J., Salminen, R., Vrana,

祓川流域の元素濃度分布. 福岡大学理学集報, 35, 41−66.
田中剛・川邊岩夫・山本鋼志・岩森光・安原靖大・三村耕一・
浅原良浩・伊藤貴盛・米澤千夏・ドラグシャヌ

クリスチャ

K., Fordyce, F. M. (1997) The Forum of European Geo-

ン・神田聡・清水乙彦・林正人・三浦典子・青木浩・太田充

logical Surveys Geochemistry Task Group: geochemical

恒・戸上薫・鳥海貴弘・松村陽子・榊原智康・谷水雅治・水inoventry. Journal of Geochemical Exploration, 59, 123-146.

谷嘉一・宮永直澄・村山正樹・大林扶美子 (1995) 愛知県瀬佐野貴司・福岡孝昭・長谷中利昭・米沢仲四郎・松江秀明・澤戸市周辺における河川堆積物中の元素分布と地圏環境評価の

幡浩之 (1998) 即発γ線による火山岩中ホウ素の分析―ケイ

試み. 地球化学, 29, 113−125.

素を用いた内部標準法―, Radioisotopes, 47, 735−744.

山本鋼志・田中剛・川邊岩夫・岩森光・平原靖大・浅原良浩・

佐野貴司 (2002) 蛍光Ｘ線分析装置を用いた火成岩中の主成分

金奎漢・Chris Richadson・伊藤貴盛・Cristian Dragusanu・

および微量成分の定量. 富士常葉大学紀要, ２, 43−59.

三浦典子・青木浩・太田充恒・榊原智康・谷水雅治・水谷嘉

新藤智子・福岡孝昭・青木かおり・石本光憲・立正大学地球環

一・宮永直澄・村山正樹・仙田量子・高柳幸央・井上裕介・

境科学部宇宙地球化学研究室 (2008) 高濃度 Mg, Cr 地点

川崎啓介・高木真理・根布悟志・稲吉正実 (1998) 愛知県豊の発見と Pb 人為汚染の可能性―荒川上流薄川流域の地球化

田市北東部の領家花崗岩地域の地球化学図. 地質学雑誌,

学図―. 2008年度日本地球化学会第55回年会講演要旨集,

104, 688−704.

211.

米沢仲四郎 (2002) 原子炉中性子による即発ガンマ線分析, 分

新藤智子・杉内由佳・嶋田有里奈・福岡孝昭 (2009) レーザー析化学, 51, 61−96

アブレーション誘導結合プラズマ質量分析 (LA-ICP-MS)

吉田秀人・高橋奈津子 (1997) 北海道日高帯, 幌満マントルダ法によるガラスビード試料の定量分析. 地球環境研究, 11,

イアピル内での全岩主化学組成と微量成分組成の挙動. 岩鉱,229−240.

92, 391−409.

The Future Prospect for the Geochemical Mapping Projects andManual of a Stream Sediment Geochemical Survey
AOKI Kaori＊, SHINDO Tomoko＊, KUSUNO Haruka＊, FUKUOKA Takaaki＊＊

Graduate School of Geo-environmental Science, Rissho University

Keywords: geochemical map, stream sediment, Ara river

238