核データの新規ニーズ ２）
先端的放射線治療分野
腫瘍細胞

7Li

中性子
ビー
ム
10B

α粒子

筑波大学 医学医療系
陽子線医学利用研究センター
熊田博明

ホウ素中性子捕捉療法の原理
正常細胞 ガン細胞

脳腫瘍

中性子源

(原子炉)

中性子
ビー
ム
ホウ素

アルファ線

① ガン細胞に集まる放射薬剤を投与② 患部に中性子を照射③ 中性子とホウ素との核反応で放出されたアルファ線がガン細胞だけを破壊

中性子
ビー
ム

細胞レベルの様子

BNCTの臨床実績
外科手術前

BNCT前

BNCT

５か月後

２５か月後

悪性脳腫
瘍
平均生存期間を2倍に延長できた（欧州放射線腫瘍学会誌：筑波大脳神経外科、2009 )BNCT前（耳頭下頸腺部ががんん）

BNCT後

写真提供：大阪大学

BNCT

再発がん、浸潤がんの切り札として期待

Q 機 の通O 能 再常
L 温 発の存 が放、 ん射
高 線へ
い 治の適療用後。

中性子捕捉療法の課題と今後の展望
新規研究開発による病院内設置が可能な小型加速器中性子源

原子炉（JRRｰ4) 1999年～
原子炉
プール

JRR-4医療照射設備
照射室

炉心

高速中性子
ビ ーム

原子炉を用いない
新しい大線量の中性子源が必要！

原子炉による中性子源は、技術として確立し（枯れた技術）、且つ、高強度の中性子を安定的、連続的に発生できる。
しかし・・・●原子炉では医療にならない（臨床研究のみ）！
●施設検査のため１年に数か月も施設が停止する。
●疾患・症例数が限定される。
●治療を受けられる患者がきわめて限られてしまっている。
●東日本大震災でJRR-4が被災

病院内
治療施設

●原子炉規制法の規制を受けない⇒年間を通して安定的に多くの患者に治療を提供できる●病院では分割、多門照射が可能になり治療効果･安全の向上●先進医療⇒保険診療へ●本分野で世界をリード●医療産業においても世界を牽引

BNCT用加速器中性子源に関する研究開発の現状

加速器を用いて中性子を発生させ、この中性子を使ってBNCTを実現するプロジェクトが国内外で計画、進行している●京都大学原子炉実験所にサイクロトロンによるBNCT用加速器中性子源：“C-BENS”が完成 → 世界初の加速器BNCTが開始●英国バーミンガム大学ダイナミトロン加速器ＢＮＣTの開発●イタリアINFN 直線型加速器＋ベリリウム標的による熱中性子源開発●アルゼンチンCNEA タンデム加速器ベースBNCT装置の開発●国立がんセンター 加速器BNCT研究に着手●筑波大学を中心とする産官学連携チームによる加速器治療装置開発に着手●福島県 総合南東北病院 住友重工製サイクロトロンベースBNCT装置導入

京大原子炉
実験所サイクロ
トロンBNCT

英国バーミンガム大学
ダイナミトロン加速器BNCT施設

TRASCO-BNCT Projectat INFN in Italy

病院設置型加速器BNCT治療装置の開発
コンセプト：病院内で安全、安定、簡便にできるBNCTの実現●加速器中性子発生装置によるBNCT治療装置：全て純国産技術で製作！
①加速器：病院内設置に適した小型で、安定的運用が簡便な直線型加速器②中性子発生標的装置器 ：長寿命、低放射化を前提とした標的技術⇒ 医師・病院従事者の被ばく防止（安全）、簡便な標的交換による安定運用●年間数千時間運用の実績を有するJ-PARCのフロントエンドリニアック（RFQ＋DTL）
技術を応用し、BNCT専用小型陽子線加速器を開発。

②中性子発生装置

壁患者
陽子線中性子①加速器

病院併設型加速器ベースBNCT治療装置

BNCT用小型大電流陽子線加速器
Neutron Source Device
Beryllium Target

Moderator
Collimator
PatinetProtonBeam

NeutronBeam

ShieldRFQ+DTL Type Proton Linac

J-PARC Linac

RFQ of J-PARC: 3mAccelerator Type

RFQ＋DTL Type Linac

Proton Energy

8MeV

Peak Current

50mA

Average Current> 5mA （Max. 10mA）

Beam Width1msec

Beam Duty

20%

Power to Target> 40kW （Max. 80kW）

DimensionLength: <7m, Footprint: <50m2

センター内に設置したBNCT用加速器装置
RFQ設置の様子 ： 平成24年9月上旬

所定位置に設置したリニアック（上）とクライストロン（下）いばらき中性子医療研究センター

加速器室内に設置した加速器

照射室

照射室

イオン源
RFQ

DTL

陽子ビーム

加速器室
いばらき中性子医療研究センター（改修後）

建家内に設置した治療装置のレイアウト

平成25年4月から“筑波大学 中性子医学研究開発室”を設置

BNCT事業の実用化までのスケジュール
開発項目

2011年度(H23)

2012年度(H24)

2013年度(H25)

2014年度(H26)

開発(１)いばらき中性子医療研究センター整備(２)加速器BNCT治療装置の開発整備
予算項目：①、②、④、⑨(３)中性子発生装置、治療計画システム等
予算項目：③、⑤、⑥、⑦、⑧(４)物理特性測定、生物照射実験等
予算項目：⑤、⑥、⑨（５）臨床研究、先進医療
予算項目：⑥、⑨（６）薬事申請
予算項目：④、⑥

2015年度(H27)

運用及び開発建家改修整備BNCT治療装置の開発整備

2016年度(H28)

改良、高度化

治療計画システム、患者位置合せ装置、放射線リアルタイムモニタ等開発

特性測定、細胞照射実験等

加速器BNCT分野の研究開発における核データ利用●

中性子発生装置の設計・製作●

中性子照射に対する線量評価/治療計画●

その他

国内の加速器BNCT装置の中性子標的技術【京都大学-住友重工業グループ】●加速器：サイクロトロン●標的材質：ベリリウム、標的材厚さ：５ｍｍ●陽子エネルギー：３０MeV、平均電流：1mA【筑波大学・三菱重工業グループ】●加速器：RFQ＋DTL形式リニアック●標的材質：ベリリウム、標的材厚さ：0.５ｍｍ●陽子エネルギー：８MeV、最大平均電流：10mA【国立がん研究センター・CICSグループ】●加速器：RFQ形式リニアック●標的材質：リチウム、標的材厚さ：？？
●陽子エネルギー：2.5MeV、最大平均電流：20mA

各陽子エネルギーと各標的材料との反応で発生する中性子の正確な挙動（スペクトル及び分布）の情報が必要！

各陽子エネルギーに対するベリリウム内のBragg Peak

筑波大学Gr.

京都大学Gr.

中性子発生装置の放射化評価

装置の放射化に関する評価

筑波大学Gr.：中性子発生装置の概念設計モデルからMCNP-X→ D-CHANEｰSPによる放射化量評価

中性子照射に対する線量評価/治療計画

治療計画システムによる治療計画立案
治療計画システム
モンテカルロ法
による中性子、光子の輸送計算

CT
腫瘍

3次元計算モデル
がん
ビーム方向２MRI
医療画像

種々の計算条件設定

BNCTの線量評価
・BNCTの中性子照射で主に生じる線量は、① ホウ素線量： 10B(n,α )7Li
ホウ素濃度に依存、熱中性子との反応

腫
瘍
線量
ホウ素線量

② 窒素線量： 14N(n,p）14C
主に熱中性子との反応③ 水素線量： 1H(n,n’)p
主に高速中性子との反応④ γ 線量： 原子炉からの1次γ 線と生体内の水素等との(n,γ ）反応で生じる2次γ 線（2次γ 線が支配的、正常組織線量のほぼ半分）

・②～④の線量は腫瘍、正常組織の区別なく双方に付与される。（バックグラウンド線量）
・BNCTの線量評価では、①～④の総線量を腫瘍や組織毎に求める必要がある。

正常組
織 バ
線 ッ量 クグラウン
ド
線量

正常組織に対するアドバンテージ

ホウ素線量
γ 線量

γ 線量

水素線量

水素線量

窒素線量

窒素線量

腫瘍線量

正常組織線量頭頸部ガンに対する治療計画立案
Φ10cm円形ビーム孔
LiF遮蔽材腫瘍
中性子ビーム中性子ビーム

1.6×109 (n/cm2・s)

熱中性子束分布

人体モデル

熱中性子束分布核データの違いによる線量計算結果の差異
ビーム孔

円筒水ファントム

ビーム中心軸上分布の比較
熱中性子束

JRR-4のビーム特性評価のために実施したファントム実験

空気ファントムJENDL4
ENDF-B/Ⅶ

熱外中性子束

ビーム孔

ファントム

中性子ビームファントム
２mm Voxel Model

ファントム実験を再現

空気Conclusions●中性子線を用いるBNCTの病院内治療、先進医療化が目前となってきた。
●X線治療、粒子線治療においてもモンテカルロ治療計画の導入が検討されている。
●BNCT治療装置の設計製作に、モンテカルロ解析＋核データが必要である。
特に、陽子線加速器からの陽子入射によって中性子を発生させる標的装置の設計においては、正確な（p, n) 反応のデータライブラリが必要。
●中性子モデレータ、コリメータの設計（中性子・光子輸送、放射化解析）においても核データの精度が重要。
→ 患者に照射する中性子線の特性を決定。
●患者に付与される線量を正確に評価、制御するための精度が必要。
→ 患者に付与する線量を決定。

がん放射線治療の高度化に向けて核データの重要性がさらにUP!