名古屋大学タンデトロン加速器質量分析計の現状（：１９９６年度）とタンデトロン２号機の設置
中村俊夫
池田晃子
太田友子
南 雅 代
足 立 守

名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター１）
名古屋大学年代測定資料研究センター長１）（名古屋大学理学研究科地球惑星科学専攻）２）

１，２）〒ʻ１・６４­０１名古屋市千種区不老町
１）Ｔｅ１：０５：乙­７ʼ ８９­２５７８，１７ａｘ：０５２­７
ʼ ８９­３０９５２）Ｔｅ１：０５：２­７
ʼ ８９­２５３０，１７ａｘ：（）５２­７８９­

キ ー ワ ー ド ： 加 速 器 質 量 分 析 ， タ ン デ ト ロ ン， 放 ！ 村 性 炭 素 ／ ４ Ｃ 年 代 測 定

１．はじ右に名 古 屋 大 学 に タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質 量 分 析 計 が １ ９ ８ ２ 年 ３ 月 に 導 入 さ れて、 は や １ ５ 年 が経過した．この間、１４Ｃをトレーサーとした環境１４Ｃ濃度分布に関する研究及びさまざまな環境試料の１４Ｃ年代測定に基づく研究が行われ、１９９６年末の測定数は６、６００個を越える．
タ ン デ ト ロ ン 分 析 計 は 、 学 内 共 同 利 用 機 器 と して 研 究 ・ 教 育 に 利 用 さ れ 、 ま た 、 国 内や ロ シ ア、 マ レ ー シ ア、 ブ ラ ジ ル 、 カ ナ ダ を 始 め と す る 諸 外 国 の 研 究 者 の 共 同 研 究 の場 と して も 盛 ん に 利 用 さ れて い る ． 現 在 ま で の 共 同 利 用 研 究 と して、 １ ４ Ｃ 年 代 測 定 で は 、地質学、堆積学、古環境学、海洋学、地震学、活断層科学、雪氷学、水理学、考古学、
人 類 学 、 文 化 財 科 学 な どの 分 野 で、 ま た 環 境 １ ４ Ｃ 濃 度 測 定 で は 、 地 球 化 学 、 環 境 科 学 、海 洋 科 学 、 木 材 科 学 、 保 健 物 理 学 、 食 物 科 学 な ど き わ めて 幅 広 い 分 野 で 利 用 さ れて いる（図１）．これらの研究成果は、名古屋大学加速器質量分析計業績報告書Ｉ（ＴＬ９８９）、ＩＵでＩ、９９１）、１１阻９９２）、ＩＮ／（：Ｌ９９３）、Ｖ（ＴＩ。９９４）、ＶＩＧ９９５）、ｖｎＧ９９６）で報告されている．
本報では、名古屋大学タンデトロン加速器年代測定施設のこれまでの利用の概要と
施 設 の 現 状 に つ いて 報 告 す る ．

２ ． １ ʼ ゜ ． 心 生
平成９年２月においてタンデトロン加速器実験室に所属する教職員・研究員及び学生 を 示 す． カ ッ コ 内 は 所 属 、 専 門 分 野 、 主 た る 研 究 分 野 な ど を 示 す．
職 員 中 村 俊 夫 助 教 授 （ 物 理 学 → 地 球 化 学 ・ 地 質 年 代 学 ）池 田 晃 子 技 官 （ 土 壌 学 ・ 同 位 体 地 球 化 学 ）南 雅 代 非 常 勤 研 究 員 （ 地 球 化 学 ）太田友子技術パート（６時間ｘ１２日／月）
熊滓加代事務パート（５時間ｘ１２日／月）
学 生 奥 野 充 Ｄ ３ （ 大 学 院 人 間 情 報 学 研 究 科 ： 火 山 学 ・ テ フ ラ 編 年 ）（日本学術振興会特別研究員）
小田寛貴Ｄ２（大学院理学研究科：放射化学・古文化財科学）
５６­

１４Ｃ年代測定

核実験起源１４Ｃトレーサー

題球，科学・，ｇｌ腿鋼り芦ｊ

題球秘堆積物の１４Ｃ濃度→堆積速度（１９６４年以降）
タ ｌ 流 １ ４ 問 診 駱 サ Ｈの 年 代 → 堆積速度
石 の 年 → 生物の進化の 年 代 → 海水準変動の 年 代 → 火山灰編年→ 噴火予知樹木年輪→生物圏の炭素循環→核実験起源１４Ｃの蓄積

活 断 層 の 年 代 →地 震 予 知

海洋科学ｊ
海水の年代→海水の大ʼ環
とり：勢言皿 １年重回毎垂動

氷河学・塞り４（学ｊ

万数雛対聯詰４凛］

水 ざ 学 ｊ
地下水の年代→起源・移動速度

考古学・人類学ｊ

海洋 水 炭 酸 → 大 気 ・ 海 洋 の 炭 素 交 換
大気 中 メ タ ン → メ タ ン の 源
工ア ロ ソ ル → 起 源 ・ 環 境 報 綴タンデトロン
加速器
質量分
析
計による
心測定

海洋科学ｊ

溶存炭酸の１４Ｃ濃度→深層水の大循環
浮遊粒子→海洋生物生産・循環

木 材 ʻ 科 学 丿
樹幹の１４Ｃ濃度→樹木の成長速度

保甜物理学り影ｌｌで古勿学ｊ
歯の１４Ｃ濃度→核実験起源１４Ｃの蓄積→食物代謝
ＲＩ施設周辺の濃度→１４Ｃの環境拡散

人 骨 の 年 代 → 人 類 の進化
遺 跡 の 年 代 → 遺 跡 の詳しい編年
食 物 の 年 代 → 食 文 化史

宇宙だ学・ごｌｙｌｊ２゛ｆｙｙ１勿理丿
樹木年輪の１４Ｃ濃度→地磁気強度変動→宇宙線強度変動
１４Ｃのｉｎ­ｓｉｔｕ生成→宇宙線強度変動→核反応断面積．：之化Ｔ財．科学ｊ

鉄 器 の 年 代 → 日本 へ の導 入 歴
生産歴
­ｉｊｔｉ
タ：＝１１こｃ），ｌｒｊ裡本 で の の歴 史 資料
真 贋 判定検

図 １ ． タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質 量 分 析 計 に よる １ ４ Ｃ 測 定 の 学 際 利 用­ ５ ７青木伊藤浩誠介

Ｍ２
Ｍ１（大学院理学研究科：地質学・同位体地球化学）（大学院人間情報学研究科：核物理学・環境放射能）２ ． ２ 丑 百 「 ｌタ ン デ ト ロ ン 分 析 計 は 、 本 来 学 内 共 同 機 器 と して 学 内 の 研 究 者 に 利 用 さ れて い る ．
そ の 利 用 形 態 と して は 、 当 セ ン タ ーで 定 期 的 に 開 催 さ れ る 試 料 調 製 ・ 測 定 操 作 の 講 習会で利用者が操作方法を実習し、自身の試料を自身で測定する場合が大半である．少
数例ではあるが、試料を当センター職員に預けて測定を依頼する場合がある．
また、学外の利用希望者についても、学内の教官と共同研究を行う形で受け入れられて い る ． 測 定 を 依 頼 さ れ る 場 合 が 多 い が 、 当 セ ン タ ー に 出 向 いて 試 料 調 製 を 実 施 する（測定操作は職員が実施）場合もある．
１９９６年度におけるタンデトロン分析計の学内共同利用の利用申請者とその研究課題
名 を 表 １ に 示 す． 学 外 者 の 試 料 を 含 め て 、 学 内 共 同 利 用 と し て さ ま ざ ま な 研 究 に 利 用
さ れて い る こ と が わ か る ．
表１．学内共同利用研究の申請者と研究課題名（１９９６年度）

一 一 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 一 一 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­大 気 水 圏 科 学 研 究 所

松 本 英 二 東 シ ナ 海 縁 辺 部 に お け る 堆 積 過 程
吉 田 尚 弘 シ ベ リ ア の Ｃ Ｈ ４ の 同 位 体 組 成
中 塚 武 海 溝 域 に お け る 深 層 沈 降 粒 子 の 起 源 の 解 明

増 滓 敏 行 相 模 湾 深 海 シ ロ ウ リ ガ イ 群 集 の 地 球 化 学 的 研 究
加 藤 喜 久 雄 後 氷 期 に お け る 中 央 ア ジ ア 地 域 の 植 生 変 化（ 学 外 共 同 研 究 者 ： 京 都 大 学 農 学 部 石 田 紀 郎 ）

工学部
飯田孝夫
平渾政広
理学部
熊谷博之
小渾智生
小滓智生
小渾智生
文学部
大平明夫
大平明夫
海津正倫
渡 選 誠
渡 遍 誠
中川原育子
中川原育子
山本直人

大気中メタンの動態に関する研究
中世・古代鉄器の年代測定（学外共同研究者：東北大学名誉教授井垣謙三）
津波堆積物から探る過去の東海沖地震
毛サイ化石試料の年代測定
大阪湾海底の最上部更新統一完新統の地質学的・古環境学的研究（学外共同研究者：琉球大学教養学部黒田登美雄）
ハ重山層群に発達する第四系の研究
沖積層の堆積過程に関する研究
沖積低地の地形発達および地形環境の変遷
完新世における沖積低地の地形発達
日韓先史・原史時代における年代比較（学外共同研究者：韓国木浦大学博物館李栄文）（学外共同研究者：韓国東亜大学博物館李東注）
食文化史の実証的研究（学外共同研究者：東北大学須藤隆）
ア フ ガニ ス タ ン テ ラ コ ッ タ 像 の 年 代 に つ いて
キ ジル 石 窟 壁 画 の 年 代 に 関 す る 考 察
縄文時代の植物質食糧に関する研究­５８­

山 本 直 人 縄 文 時 代 の 土 器 編 年 に 関 す る 研 究
ア イ ソ ト ープ 総 合 セ ン タ ー
西洋邦秀人歯牙コラーゲン中の１４Ｃ濃度の測定
年代測定資料研究センター
中村俊夫大気中二酸化炭素の１４Ｃ濃度測定
中 村 俊 夫 火 山 噴 火 史 の 研 究
中村俊夫バイカル湖底堆積物の１４Ｃ年代測定
中村俊夫文化財試料の１４Ｃ年代測定
中村俊夫土壌有機物の１４Ｃ年代測定による火山噴火史の研究
中村俊夫尾瀬泥炭層の１４Ｃ年代測定（学外共同研究者：東京農工大赤木右）中村俊夫シベリア・永久凍土層の１４Ｃ年代測定（学外共同研究者：北海道大低温研福田正己）
中村俊夫海洋底堆積物の極微量炭酸塩有孔虫殻の１４Ｃ年代測定（学外共同研究者：北海道大地球環境研究科村山雅史）
池田晃子米国・サンフランシスコ湾周辺の活断層の挙動

学外研究者によるタンデトロン分析計の利用としては、学外研究者が名古屋大学に出向いて試料調製を行う場合（表２）と、試料調製を自身の所属研究室にて
行 う 場 合 （ 表 ３ ） が あ る ． 当 セ ン タ ー で は 、 実 験 室 の ス ベ ース が 限 ら れ て お り 、今 の と こ ろ 表 ４ に 示 す 試 料 調 製 設 備 し か 用 意 さ れ て お ら ず、 こ れ で は 、 当 セ ン ターに所属する研究者・学生、および学内の利用者の利用時間でほぼ満杯の状態である．今後は、試料調製を学外研究者自身の所属研究室にて行う利用形態の普及が拡大することが望まれる．
表２学外の利用例（その１）
ｊ．試料調製を名古、４茫光学にて行う

期間９ʼ ４／０５
１９４／Ｏフ
ｍ０６
奎三０７１９５／０８
９ʼ ５／０８
１９５／０８９
ʼ ６／０５
１９６／Ｏフ９ʼ ６／０８

所

属

作

業

内容

北 海 道 大 学 理 学 部 貝 化 石 の 試 料 調 製
金 沢 大 学 理 学 部 サ ン ゴ の 試 料 調 製
東京大学原子力研究総合センター
試料処理一般の実習
東 北 大 学 理 学 部 貝 化 石 の 試 料 調 製
京 都 大 学 理 学 部 木 片 の 試 料 調 製
金 沢 大 学 理 学 部 有 孔 虫 化 石 の 試 料 調 製
東 北 大 学 理 学 部 湖 底 堆 積 物 の 試 料 調 製
動力炉・核燃料開発事業団東濃地科学センター
地下水の試料調製
東 京 農 工 大 ・ 農 学 部 泥 炭 の 試 料 調 製
ソウル国立大学・海洋学科海水の試料調製­５９­

苦言１０９ʼ ６／１２９
ʼ ６／１２

日本原子力研究所（財）日本海洋科学振興財団
大阪市立大学・理学部
琉球大学・理学部

試料処理一般の実習
地下水の試料調製
有孔虫の試料調製

表３学外の利用例（その２）
２．試拘４調三ミ巾才台万奎言見ぞ岩の研究箇設にて行う

期

間所

属

ʼ９４年度北海道大学
・大学院地球環境科学

試料の種類
有孔虫，海底堆積物など

国際日本文化研究センター湖底堆積物中の植物片
ʼ９５年度北海道大学
・大学院地球環境科学
・低温科学研究所

有孔虫，海底堆積物など

国際日本文化研究センター湖底堆積物中の植物片
ʼ９６年度北海道大学
・大学院地球環境科学
・低温科学研究所

有孔虫，海底堆積物など

国際日本文化研究センター湖底堆積物中の植物片

表 ４ 名 古 屋 大 学 年 代 測 定 資 料 研 究 セ ン タ ー に 整 備 さ れて い る 試 料 調 製 シス テム（１）炭酸塩処理ライン（５試料並列）（２）炭素試料の燃焼で生成したＣ０２の精製ライン（３）大気からＣ０２の分離ライン（４）Ｃ０２のグラファイト化ライン（２試料並列）（５）グラファイト化用の鉄触媒再還元ライン（９試料並列）（６）有機物試料燃焼用封じきりライン（１１試料並列）（７）海水からＣ０２の分離ライン（開発中）

１式
２式
１式
１式
１式
１式
１式

現在における，タンデトロン分析計の諸性能は以下のとおりである．炭素をグラファイト化（Ｋｉｔａｇａｗａｃｒａ／．，１９９３）したターゲットを用いるようになって，グラファイト化 を 行 う た め の Ｃ ０ ２ の 量 と して ０ ． ２ 〜 １ ｍ ｇ で １ ４ Ｃ 測 定 が 可 能 と な っ た ． 測 定 可 能 な 古 い 年­ ６ ０

代の限界は４〜５万年前である．測定誤差は、グラファイトターゲットを用いると、数千年前の比較的若い試料については、 ０．８〜 １．０％（１４Ｃ年代値の誤差で ６０〜８０年）が２〜３時間の測定で達しうる．測定時間を１０時間程度に延ばせば、 ０．５％（４０年）程度まで小さくできるが、実質的にはこれが限界であろう（中村、１９９５）．

１５００｜｜｜｜｜

１１｜ ｜

１１｜ ｜ １ １｜ ｜ ｜ ｜｜｜｜｜

一○

一

­

一「の」
Ｑ弘）

一一‰

一一一１０００○

­一Ｑ

一Ｕ

­寸

­

「」
○」

＾ʼ

諦

一Ｄ

○ＯＣｈＣｙ一Ｏ○９ｊ­

一５０００一○○

­

○

一〜

ミ一」

一山一｀゛（｜ 瓜 ｏ ­ 、⌒１ａ穿同緊）゛
１１１１０４爽〜＝○

一０○○○（）一」

：ｊｋ

入バノＯ

耀＝ミ

ミ

１ １ Ｓ Ｉ｜｜｜

１

１

１１１１

１

１０ １ １ ０ ４ ２ １ ０ ４ ３１０４４１０４５１０４１４Ｃａｇｅ（ｙｒＢＰ）
図２タンデトロン分析計で測定した１４Ｃ年代値と誤差（１０の関係

図 ２ に ， 最 近 測 定 し た 試 料 に つ いて ， １ ４ Ｃ 年 代 値 と そ の 誤 差 を 示 し た ． ２ 万 年 前 よ り
若 い 試 料 に つ いて は ， １ 標 準 偏 差 （ １ ㈲ で ほ ぼ １ ０ ０ 年 以 下 （ ６ ０ 〜 ８ ０ 年 ） の 誤 差で年代測定が可能である．一方，２万年前を越える古い試料では年代値が大きくなるに従って，誤差も次第に大きくなる．
１４Ｃ濃度測定（ＮＵＴＥ­）７４Ｃ年代測定（ＮＵＴＡ­）及び分析計の調整のためのテスト測定と１４Ｃバックグラウンド測定を含めた測定試料総数の積算を図３に毎年の測定数の変動を 図 ４ に 示 す． ま た ， 図 ５ に は ， 各 年 度 に 分 析 計 が 使 用 さ れ た 積 算 日 数 お よ び 積 算 時間を示す．１９９５年度は，前の年度に比較して，使用日数が７０日，使用時間が］，ｚｔｏｏ時間減少したが，この間の測定試料数はほとんど変化がない．これは，グラファイト化した タ ー ゲ ッ ト の 利 用 が ル ー ティ ン に 用 い ら れて １ 試 料 あ た り の 測 定 時 間 が 短 縮 さ れ たためである．また，分析計の測定準備の立ち上げ時間に平均３時間を要する．この時間を無駄にしないように効率よく試料の測定を進めたことが使用時間の短縮に寄与したと考えられる．以上のように，タンデトロン分析計を用いた共同利用研究は，近６１

８０００６０００ＨｍＨＨ４０００ＨＬＩＺ

２００００１９８０１９９０２０００Ｙｅａｒ（ＡＤ）
図３タンデトロン分析計による１４Ｃ測定数の積算
ＮＵＴＡ：１４Ｃ年代測定試料；ＮＵＴＥ：１４Ｃ濃度測定試料；
ＴＯＴＡＬ：測定試料の総和

１０００８００ｎＨｉｌ６００ｍ
Ｅ
愕の｀

４００ｏＯ
Ｚ

２０００
１９８０

１９９０２０００Ｙｅａｒ（ＡＤ）

図４タンデトロン分析計による１４Ｃ測定数の経年変化­６２­ＯｐｅｒａｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅＴａｎｄｅｔｒｏｎＡＭＳａｔＮａ９０ｙａｕｎｉｖ．

３００４０００３５００１ｏhttp://www.

２５０３０００２５００２０００２００ｍhtt
p://w
w
w
.
tt
p.
//w
w
w
.
１
１
１１５００１５０１０００

１９８９１９９０１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６
Ｆｉｎａｎｃｉａｌｙｅａｒｓ

図５タンデトロン分析計の年度毎の使用日数および使用積算時間の変化

１２」
Ｉ

１０Ｈ
０９

●
●

Ｈ
ｎＨ
Ｉ

­
●

Ｈｍｍ
ｎｉ

４０．
０Ｚ・
­

０８２８３８４８５８６８７８８８９９０９１９２９３９４９５９６

Ｙｅａｒ（ＡＤ）

図６タンデトロン分析計の加速器部保守のための加速器タンク開閉回数の経年変化

６３ＳＦ６絶縁ガス回収タンク

冷却水循環装置○ｓＦ６絶縁ガス回収装置［：：ケ：卜］賜石川ぷ司
ド ラ フ ト ， １

真 空 ラ イ ン，
ク リ ーン ブースを設置

ドラフト
真空ライ ンを設置「戸戸加速器本体

電磁石ロｏ

ヂ

￣

電源部

年代測定自動制御装置
出入口

図７名古屋大学における加速器年代測定システム（タンデトロン２号機）の設置施設および試料調製実験室の配置

加速器質量分析法によるＣ­１４年代測定

名古屋大学
国際日本文化研究センター
北海道大学
東京大学
国立環境研究所
日本原子力研究所陸奥研究所

名古屋大学
国立環境研究所（束京大学）（名古屋大学２号機）（日本原子力研究所陸奥研究所）（動燃事業団東濃研究所）
図 ８ 日 本 国 内 に お いて、 加 速 器 質 量 分 析 法 に よる １ ４ Ｃ 年 代 測 定 が 可 能 な 施 設 、及び試料調製が可能な施設­ ６ ４

年益々活発に行われていることがわかる．また，加速器の修理・保守のために加速器の タ ン ク を 開 閉 し た 回 数 を 図 ６ に 示 す． こ こ 数 年 は 加 速 器 の タ ン ク の 開 閉 は ほ と ん どなく，加速器が安定して作動していることがわかる．

これまでの年代測定の実績からすると，年間あたりの測定可能な試料数を規定するのは分析計の使用時間ではなくむしろ，試料処理，測定用ターゲットの製作に要する手間，時間である．今後処理数を増やすには，試料処理の方法や人手を確保することが不可欠である．

３．ン￣゛ロン゛１２｀゛・２゛ニ１゛の宿名古屋大学では，平成７年度に新たに加速器質量分析専用の加速器を導入した（図７）．ＨｉｇｈｖｏｌｔａｇｅＥｎｌｌｉｅｃｒｉｎｇＥｕｒｏＰａＢ．Ｖ．（Ａｍｓｔａｄａｍｓｅｗｃｇ６３，３８１２ＲＲ，Ａｎｌｅｒｓｆｏｏｒｔ，ｔｈｃｌ｀ヽＪ（３ｔｈｅｌ１ʻ ａｎｄｓ）製の［］ａｒｂｏｎＤａｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍ（Ｍｏｄｅｌ４１２３０­ＡＭＳ）で，日本の代理店は丸文株式会社である．米国ｗｏｏｄ­ｈｏｌｅ海洋研究所，オランダ・グローニングン大学，ドイツ・キール大学に続く世界の第４号機である．諸：１１１ｒ情により，装置が完全に組みあがるのが１９９７年３月末頃であり，１４（：：ｙｌ３［］／１２Ｃ比の測定調整が同年夏頃，１４Ｃ年代測定のルーティンの稼働を開始するは１９９７年の末以降になると予想される．また，日本原子力研究所むつ事業所（青森県むつ市）では，同型のタンデトロン分析計が平成８年度末に導入される．

４．おわりに東 京 大 学 や 国 立 環 境 研 究 所 に 導 入 さ れ た 米 国 Ｎ Ｅ Ｃ 社 製 の Ａ Ｍ Ｓ 用 タ ン デム 加 速 器（ＳＤ­１５Ｈ，Ｉく力ｔ）ａｙａｓｈｉｅｔＥ１１，１９９３）でもオランダＨＶＥＥ社製のＡＭＳ専用のタンデトロン加速器（４１３０­ＡＭＳ，Ｍｏｕｓｅｔ２１Ｌ１９９３）でも，イオン源の能力が格段に強化され，グラフ
ァ イ ト タ ー ゲ ッ ト で 最 大 １ ５ ０ μ Ａ の 出 力 が あ る と い う ． ま た ， ビーム 光 学 系 も 整 備 さ れてイオンの輸送効率も格段によくなっている．従って，ＡＭＳ専用の両装置では，統計
誤 差 は 比 較 的 簡 単 に ０ ． ５ ％ 以 下 に で き るで あ ろ う ． す る と ， Ａ Ｍ Ｓ に よ る 同 位 体 存 在 比の測定の精度を決めるのは，マシンの時間的安定性である．マシンの安定性は，同一
試 料 の 測 定 の 再 現 性 を 調 べ る こ と で わ か る が， こ の テス ト は き わ めて 重 要 で あ る ． ルーティンの運転で，どの程度の再２現性が得られるのか今後の楽しみである．
図 ８ に ， 日 本 国 内 に お いて ， 加 速 器 質 量 分 析 法 に よ る １ ４ Ｃ 測 定 が 可 能 な 施 設 （ カ ッ コ
で示した施設は目下立ち上げの調整中），及び試料調製が可能な施設を示した．今後，１４Ｃ測定が可能な施設及び試料調製が可能な施設が独立して増えれば，国内における１４Ｃ測定利用・研究はますます発展するものと期待されるし／４Ｃデータのューザーにとって は 利 用 が よ り 容 易 に な るで あ ろ う ．

参 考 文 献ア イ ソ ト ー プ 総 合 セ ン タ ー ： 名 古 屋 大 学 加 速 器 質 量 分 析 計 業 績 報 告 書 ， Ｉ（ＴＬ９８９）・
Ｋｉｔａｇａｗａ，Ｈ・，Ｍａｓｕｚａｗａ，Ｔ・，Ｎａｋａｍｕｒａ，Ｔ．ａｎｄＭａｔｓｕｍｏｔｏ，Ｅ．：Ａｂａｔｃｈ
ＰｒｅＰａｒａｔｉｏｎｍｃｔｈｏｄｏｆｇｒａｐｈｉｔｅｔａｒｇｃｔｓｗｉｔｈｌｏｗｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｆｏｒＡＭＳ１４Ｃ
ｍｃ；ａｓｕｒｃｍｃｎｔｓ．尺❹ｊｏｃａｒか皿，３５，２９５­３００（１９９３）
Ｋｏｂａｙａｓｈｉ，Ｋ・，Ｈａｔｏｒｉ，Ｓ．ａｎｄＮａｋａｎｏ，Ｃ．：ＡＭＳｓｙｓｔｃｍａｔｔｈｅｕｎｉｖｃｒｓｉｔｙｏｆ
Ｔｏｋｙｏ．ｙＶ£ｊｃ九乃７ｓｍｊｊ７７・ａｊ７£ｙＡｆｅ訪ｏｄｓ，Ｂ９２，３１ʻ３４（１９９４）

Ｍｏｕｓ，Ｄ．ＪＡＶ・，Ｇｏｔｔｄａｎｇ，Ａ．ａｎｄｖａｎｄｅｒＰｌｉｃｈｔ，Ｌ：ＳｔａｔｕｓｏｆｔｈｃｆｉｒｓｔＨＶＥＥ１４Ｃ
ＡＭＳｉｎＧｒｏｎｉｎｇｅｎ．ｙ£ｊｄ．７ｊ７ｓむ“ｌｊ７７７．ａｊ７乙／Ａｆｅ功θｄｓ，Ｂ９２，１２ʼ１５（１賜栄）
名 古 屋 大 学 年 代 測 定 資 料 研 究 セ ン タ ー ： 名 古 屋 大 学 加 速 器 質 量 分 析 計 業 績 報 告書，ＩＩ〜ＶＩ（１９９１〜１９９５）
中 村 俊 夫 ： 加 速 器 質 量 分 析 （ Ａ Ｍ Ｓ ） 法 に よ る １ ４ Ｃ 年 代 測 定 の 高 精 度 化 お よ び 正 確
度向上の検討．第四紀研究，：３４バフ３­１８５Ｇ９９５）．
­６５­ＳｔａｔｕｓＲｅｐｏｒｔｏｆ１４ＣＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｗｉｔｈａ
ＴａｎｄｅｔｒｏｎＡＭＳａｔＮａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎｔｈｅ
Ｙｅａｒｏｆ１９９６ａｎｄ工ｎｓｔａ：Ｌ］．ａｔｉｏｎｏｆａＳｅｃｏｎｄ­
ＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＨｉｇｈ­ＰｅｒｆｏｒｌｎａｎｃｅＡＭＳＳｙｓｔｅｍ

ＴｏｓｈｉｏＮＡＫＡＭＵＲＡ１），Ａｋｉｋｏ

エＫＥＤＡ１），ＴｏｍｏｋｏＯＨＴＡ１）ｆ

ＭａｓａｙｏＭｉｎａｍｉ１）ａｎｄ ｌｉａｎｏｒｕＡＤＡＣＨエ１，２）
ＭａｓａｙｏＭｉｎａｍｉ
１）ＤａｔｉｎｇａｎｄＭａ七ｅｒｉａｌｓＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ，Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｃｈｉｋｕｓａ，Ｎａｇｏｙａ４６４­０１ＪＡＰＡＮ
Ｔｅｌｚ＋８１­５２­７８９­２５７８，Ｆａｘ：＋８１­５２­７８９­３０９５２）Ｅａｒ七ｈａｎｄＰ：ＬａｎｅｔａｒｙＳｃｉｅｎｃｅｓ，Ｓｃｈｏｏ：ＬｏｆＳｃｉｅｎｃｅ
Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｃｈｉｋｕｓａ，Ｎａｇｏｙａ４６４­０１ＪＡＰＡＮＴｅ１：＋８１­５２­７８９­２５３０

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒ

ｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ（ＡＭＳ），ｔａｎｄｅｔｒｏｎ，ｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ（１４ｃ），１４ｃｄａｔｉｎ（ＪＡＴａｎｄｅｔｒｏｎａｃｃｅｌｅｒａｔｏｒｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ（ＡＭＳ），ａｎ
ａｐｐａｒａｔｕｓｄｅｄｉｃａｔｅｄｔｏｒａｄｉｏｃａｒｂｏｎ（１４ｃ）ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｗｉｔｈ
ｈｉｇｈｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ，ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｂｙＧｅｎｅｒａ１工ｏｎｅｘＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，ＵＳＡ，ｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄｓｉｎｃｅ１９８３ｔｏｍｅａｓｕｒｅ１４Ｃｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎｓ
ｏｆｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｓａｍｐｌｅｓａｓｗｅ：Ｌ：Ｌａｓ１４ｃｄａｔｅｓｏｆｇｅｏｌｏｇｉｃａｌａｎｄａｒｃｈｅｏｌｏｇｉｃａｌｍａｔｅｒｉａｌｓａｔｔｈｅＤａｔｉｎｇａｎｄＭａｔｅｒｉａｌｓ
ＲｅｓｅａｒｃｈＣｅｎｔｅｒ（ＤＭＲＣ），Ｎａｇｏｙａｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ．Ｎｏｓｅｒｉｏｕｓ
ｐｒｏｂｌｅｍｈａｓｏｃｃｕｒｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｍａｃｈｉｎｅ，ｗｈｉｃｈｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎ
ｔｈａｔ７０８ｓａｍｐｌｅｓｗｅｒｅｍｅａｓｕｒｅｄｉｎ１９９６，ａｎｄ七〇ｔａｌｌｙ６，３００

ｓａｍｐｌｅｓｉｎｖａｒｉｏｕｓｆｉｅｌｄｓｈａｖｅｂｅｅｎｍｅａｓｕｒｅｄｓｉｎｃｅ七ｈｅｉｎｓｔａｌｌａｔｉｏｎｏｆ七ｈｅｍａｃｈｉｎｅ．

ＴｈｏｕｇｈｔｈｅＴａｎｄｅｔｒｏｎＡＭＳｈａｓｂｅｅｎｏｐｅｒａ七ｅｄｉｎｔｅｎｓｉｖｅｌｙ，
ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｓａｍｐｌｅｓａｎａｌｙｚｅｄａｎｎｕａｌｌｙｉｓｒａ七ｈｅｒ］．ｉｍｉｔｅｄ七〇
ｓｅｖｅｒａｌｈｕｎｄｒｅｄｓｗｈｉｃｈｉｓｆａｒｓｍａｌｌｅｒｔｈａｎ七ｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆ
ｓａｍｐｌｅｓｂｒｏｕｇｈｔ七〇七ｈｅＤＭＲＣｂｙｍａｎｙｕｓｅｒｓｆｒｏｍｖａｒｉｏｕｓ
ｒｅｓｅａｒｃｈｆｉｅｌｄｓ，ｍａｉｎｌｙｏｗニＬｎｇｔｏｌｏｗｅｒｎｅｇａｔｉｖｅｃｕｒｒｅｎ七
ｉｎｔｅｎｓｉ七ｙｆｒｏｍａｎｉｏｎｓｏｕｒｃｅ（ＨエＣＯＮＥＸ­８４４，ｍｏｄｉｆｉｅｄｆｏｒｌ ｏ ａ ｄ ｉ ｎ ｇ １ ８ ｔ ａ ｒ ｇ ｅ ｔ ｓ ａ ｔ ａ ｔ ｉ ｍ ｅ ） ， ａ ｓ ｗ ｅ ｌ ｌ ａ ｓ ａ ｒ ａ ｔ ｈ ｅ ｒ ｌ ｏ ｗ
ｔｈｒｏｕｇｈｐｕ七〇ｆｔｈｅ七〇七ａｌｓｙｓｔｅｍ．Ｗｅｃｏｕｌｄｈａｖｅｆｏｒｔｕｎａ七ｅｌｙ
ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄａｎｅｗ­ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎＴａｎｄｅｔｒｏｎｗｈｉｃｈｉｓｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄｂ ｙ Ｈ ｉ ｇ ｈ ｖ ｏ １ 七 ａ （ Ｊ ｅ Ｅ ｎ ｇ ｉ ｎ ｅ ｅ ｒ ｉ ｎ ｇ Ｅ ｕ ｒ ｏ ｐ ｅ （ Ｈ Ｖ Ｅ Ｅ ） Ｂ Ｖ ， ｔ ｈ ｅＮｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ．ＴｗｏｓｅｔｓｏｆｓｉｍｉｌａｒＨＶＥＥＡＭＳｓｙｓ七ｅｍｈａｖｅｂｅｅｎ
ｉｎｓｔａｌｌｅｄｓｕｃｃｅｓｓｆｕ：Ｌｌｙａｔｕｎｉｖｅｒｓｉ七ｙｏｆＧｒｏｎｉｎｇｅｎ，Ｈｏｌｌａｎｄ，
ａｎｄａｔｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＣｈｒｉｓｔｉａｎ­ＡｌｂｒｅｃｈｔｓダＫｉｅ１，Ｇｅｒｍａｎｙ・
Ｔｈｅｙｈａｖｅａｌｒｅａｄｙｓｈｏｗｎｅｘｃｅｌｌｅｎｔｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｓｉｎｃａｒｂｏｎ­­ ６ ６

ｉｓｏｔｏｐｅ­ｒａｔｉｏ
ｒａｔｉｏａｓア０．１幻ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ：ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｉｌｉｔｙｏｆ１２Ｃ／１３ｃ
ｅｒｒｏｒａｎｄｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｉ：Ｌｉｔｙｏｆ１４ｃ／１２ｃｒａｔｉｏ

ａｓア０．１５­０．２２１ａｎｄア０．３１，ｒｅｓｐｅｃ七ｉｖｅｌｙ．

Ｗｅａｒｅｐｌａｎｎｉｎｇ七〇ｐｅｒｆｏｒｍｈｉｇｈａｃｃｕｒａｃｙａｎｄｈｉｇｈ
ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ１４Ｃｄａｔｉｎｇｏｆｍａｉｎｌｙｃｕｌｔｕｒａｌｐｒｏｐｅｒ七ｙｍａｔｅｒｉａｌｓ
ｏｆｈｉｓｔｏｒｉｃａｌａｇｅ，ａｒｃｈｅｏｌｏｇｉｃａｌａｎｄｇｅｏ：Ｌｏｇｉｃａ１Ｅ５ａｍｐｌｅｓ，ｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅｎｅｗ­ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｍａｃｈｉｎｅ．

６７