Ｆ125/126/127
ＬＤホルダー
取扱説明書

駿河精機株式会社
ＯＳＴ事業部

ＩＮＤＥＸ
１．はじめに
１．１ 主な特長 ············································· Ｐ．３
１．２ ご使用いただく前に ···································· Ｐ．３
１．３ 安全にご使用いただくために···························· Ｐ．４

２．取り扱い方法
２．１ コントローラとの接続 ·································· Ｐ．６
２．２ ＬＤの極性切替 ········································ Ｐ．７
２．３ＬＤの取付について····································· Ｐ．１３
２．４操作について··········································· Ｐ．１３
２．５トレース図············································· Ｐ．１４
３．その他
３．１ 故障かなと思う前に ·································· Ｐ．１５
３．２ 基本仕様 ············································ Ｐ．１５
３．３ 保証とアフターサービス ······························ Ｐ．１６
このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように必ず保存してください。

2

１．はじめに
１．１ 主な特長
・ペルチェ素子内蔵のＬＤホルダーです。
・ペルチェ素子を使用し、校正済み１０ＫΩサーミスターセンサーを内蔵しています。
・Ｆ１２５はＴｏ－Ｐａｃｋａｇｅ型のＬＤに対応しています。
・Ｆ１２６／Ｆ１２７はＣｈｉｐ Ｃａｒｒｉｅｒ型のＬＤに対応しています。
・ＬＤのアノード、カソードの切替は、ホルダー上部カバーをはずしてジャンパーピンの変更により行うことが出来ます。
・

１．２ ご使用いただく前に・コントローラー接続用のケーブルは付属されておりません。
ご使用になりますコントローラに合わせてご用意下さい。
・Ｆ１２６／Ｆ１２７を使用する場合は、ＬＤの取付の際にＭ２のねじが必要です。

3

１．３ 安全にご使用いただくためにご使用になる前に以下の注意事項を必ずお読みください。 マークは禁止の意味を表します。
！

注 意

ここに示された注意事項を必ずお守りください。この注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があります。
・配線についてＬＤホルダーには、ＬＤ駆動用、温度コントロール用としてコネクターが必要です。
これらのコネクターは電源投入前に接続してください。
電源投入後のコネクターの抜き差しはＬＤ破損のおそれがありますので絶対に行わないようにしてください。
・使用環境
本製品の上にものを載せないでください。
また、次のような場所でのご使用は避けてください。
－ほこりや粉塵（特に金属粉）の多いところ－直射日光の当たるところ－火気に近いところ－振動のあるところ－水や油のかかるところ－傾きのある不安定なところ
・管理／保管長時間使用しない時、本製品を移動させる時には、コントローラーの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や感電などの思わぬ事故を予防します。

4

！

注 意

・分解／改造製品の分解・改造・不当な修理は絶対に行わないでください。
故障や感電の原因となり危険です。
異常がある場合は、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでご連絡ください。
・修理のご依頼を次の場合は、ただちに電源を切り、電源プラグを抜いてください。
その後、当社ＯＳＴ事業部営業グループまで修理をご依頼ください。
そのまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。
－変な臭いがする、煙が出ているなどの異常な場合－電源コードが傷んだ場合－本製品に水をこぼしたり、内部に異物が入った場合－本製品を落としたり、破損した場合※お問い合わせ先はＰ．１０をご覧ください。

5

２．取り扱い方法
２．１ コントローラーとの接続
弊社カタログ記載しておりますＩＬＸ Ｌｉｇｈｔｗａｖｅ社製コントローラーをご使用になる場合は、以下のケーブルをご使用下さい。
ＬＤ駆動用：ＶＣＣ－３０５Ｓ

温度コントロール用 ：ＶＣＣ－５０５Ｓ

ＬＤ駆動用ケーブル結線

ＶＣＣ－３０５Ｓ

コントローラー側 Ｄ－ｓｕｂ９Ｐオス

ホルダー側 Ｄ－ｓｕｂ９Ｐオス

ピンＮＯ．４ ＬＤ （カソード）

ピンＮＯ．４

ピンＮＯ．５ ＬＤ （カソード）

ピンＮＯ．５

ピンＮＯ．６ ＰＤ （カソード）

ピンＮＯ．６

ピンＮＯ．７ ＰＤ （アノード）

ピンＮＯ．７

ピンＮＯ．８ ＬＤ （アノード）

ピンＮＯ．８

ピンＮＯ．９ ＬＤ （アノード）

ピンＮＯ．９

ＶＣＣ－３０１Ｓ（破線部未加工）も用意してあります。

温度コントロール用ケーブル結線 ＶＣＣ－５０５Ｓ
コントローラー側 Ｄ－ｓｕｂ１５Ｐオス

ホルダー側 Ｄ－ｓｕｂ９Ｐメス

ピンＮＯ．１ ペルチェ素子＋

ピンＮＯ．１

ピンＮＯ．２

ピンＮＯ．２

ピンＮＯ．３ ペルチェ素子－

ピンＮＯ．３

ピンＮＯ．４

ピンＮＯ．４

ピンＮＯ．７ サーミスタセンサー＋

ピンＮＯ．７

ピンＮＯ．８ サーミスタセンサー－ピンＮＯ．８

他メーカーのコントローラーをご使用になる場合は、上記ケーブル配線図をご参考下さい。

6

２．２ ＬＤの極性切り替えについてＬＤのプラス・マイナス、コモンタイプ等による極性の切り替えはホルダー上部カバーをはずしてジャンパーピン（１～４）の変更により行うことができます。
（取付けるＬＤのタイプにより、極性の切り替えが対応できない場合があります。
）※ 出荷時ＬＤはカソードコモン、ＰＤはカソードコモンとなっています。
※ 出荷時ジャンパーピン５の設定は、３ピンタイプの場合ｃｌｏｓｅ、４ピンタイプの場合ｏｐｅｎとなっています。

Ｆ１２５ ３ピンタイプの場合

ＬＤソケット部

出荷時ジャンパーピン設定
C B A

③13

①②24出荷時設定です

LD ｶｿｰﾄﾞｺﾓﾝ・PD ｶｿｰﾄﾞｺﾓﾝの素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

②

①

1：Ａ－Ｂ
3：Ｂ－Ｃ

A

AK

K

ＰＤ

ＬＤ

2：Ａ－Ｂ

①LD ｱﾉｰﾄﾞ

4：Ｂ－Ｃ②PD ｱﾉｰﾄﾞ（５：close）

③

7③ｺﾓﾝ

LD ｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝ・PD ｶｿｰﾄﾞｺﾓﾝの素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

②

①

1：Ｂ－Ｃ
3：Ａ－Ｂ

AK

K

A

ＰＤ

ＬＤ

2：Ａ－Ｂ

①LD ｶｿｰﾄﾞ

4：Ｂ－Ｃ②PD ｱﾉｰﾄﾞ③ｺﾓﾝ③（5：close）

LD ｶｿｰﾄﾞｺﾓﾝ・PD ｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝの素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

②

①

1：Ａ－Ｂ
3：Ｂ－Ｃ

K

AAKＰＤＬＤ2：Ｂ－Ｃ①LD ｱﾉｰﾄﾞ

4：Ａ－Ｂ②PD ｶｿｰﾄﾞ③ｺﾓﾝ③（５：close）

LD ｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝ・PD ｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝの素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

②

①

1：Ｂ－Ｃ
3：Ａ－Ｂ

KK

AAＰＤ

ＬＤ

2：Ｂ－Ｃ

①LD ｶｿｰﾄﾞ

4：Ａ－Ｂ②PD ｶｿｰﾄﾞ（5：close）③8③ｺﾓﾝ

Ｆ１２５ ４ピンタイプの場合

ＬＤソケット部

出荷時ジャンパーピン設定
C B A

上
③

13②

①24④
下

出荷時設定です①～④が下記の素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

上Top View

1：Ａ－Ｂ

ＬＤ

③

3：Ｂ－Ｃ

K
A

2：Ａ－Ｂ

② A

4：Ｂ－Ｃ

①

②PD ｱﾉｰﾄﾞ
KＰＤ①LD ｱﾉｰﾄﾞ④（５：open）

下

9③LD ｶｿｰﾄﾞ④PD ｶｿｰﾄﾞ

①～④が下記の素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

上Top View1：Ｂ－Ｃ

ＬＤ

③ A

3：Ａ－Ｂ

K

2：Ａ－Ｂ

② A

4：Ｂ－Ｃ

①②PD ｱﾉｰﾄﾞ
K③LD ｱﾉｰﾄﾞ④ＰＤ①LD ｶｿｰﾄﾞ④PD ｶｿｰﾄﾞ（5：open）

下①～④が下記の素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

上Top View

1：Ａ－Ｂ

ＬＤ

③3：Ｂ－Ｃ

K
A

2：Ｂ－Ｃ

②

①K

②PD ｶｿｰﾄﾞ

4：Ａ－Ｂ
A③LD ｶｿｰﾄﾞ④

ＰＤ①LD ｱﾉｰﾄﾞ④PD ｱﾉｰﾄﾞ（５：open）

下①～④が下記の素子を御使用される場合
ジャンパーピン設定

上Top View

1：Ｂ－Ｃ

ＬＤ

③ A

3：Ａ－Ｂ

K

2：Ｂ－Ｃ

②

①K

②PD ｶｿｰﾄﾞ

4：Ａ－Ｂ
A

ＰＤ

①LD ｶｿｰﾄﾞ④（5：open）

下

10③LD ｱﾉｰﾄﾞ④PD ｱﾉｰﾄﾞ

Ｆ１２５ 結線図

F125
D-sub 9P

LD ｶｿｰﾄﾞ

４PD ｶｿｰﾄﾞ５６①1C

LD ｶｿｰﾄﾞ

ｿｹｯﾄ部

ＪＰ1B

A

②ＪＰ33CB

AaＪＰ5PD ｱﾉｰﾄﾞ

７b④ＪＰ22LD ｱﾉｰﾄﾞ

８LD ｱﾉｰﾄﾞ

９CA

B

ＪＰ44C③B

A

出荷時設定

11

Ｆ１２６／Ｆ１２７の場合

ＬＤ Ｃａｒｒｉｅｒ部

出荷時ジャンパーピン設定
C B A

1①3③24※JP2･4 は使用しない

F126／Ｆ127
D-sub 9P

LD ｶｿｰﾄﾞ

Carrier 部
ＪＰ1４C

LD ｶｿｰﾄﾞ

５６７①1BA

ＪＰ33CB③A

ＪＰ22
LD ｱﾉｰﾄﾞ

LD ｱﾉｰﾄﾞ

８９CA

B

ＪＰ44C

B

A※JP2･4 は使用しない

出荷時設定

12

２．３ ＬＤの取付について
1. Ｆ１２５ キャンタイプのＬＤを取り付けることができます。
下のサイズの素子を取り付けることができます。
Ｘ：発光部外形

Ｙ：つば部外形

Ｘ

ＹＡタイプ

φ３．６以下φ６．５以下Ｂタイプ

φ６．５以下

φ１０以下

またＬＤソケットは以下の４種類です。

ＬＤソケット部③３ピンタイプ②①３Ａ Ｐ．Ｃ．Ｄ．φ２．０
３Ｂ Ｐ．Ｃ．Ｄ．φ２．５４４P.C.D

ＬＤソケット部③４ピンタイプ②①４Ａ Ｐ．Ｃ．Ｄ．φ２．０
４Ｂ Ｐ．Ｃ．Ｄ．φ２．５４４④P.C.D2. Ｆ１２６ チップタイプのＬＤを取り付けることができます。
Ｍ２のねじでプローブの位置を変更し電極に接触させます。

3. Ｆ１２７ チップタイプのＬＤを取り付けることができます。
Ｍ２のねじでプローブの位置を変更し電極に接触させます。

２．４ 操作についてご使用になりますコントローラーの取扱説明書をご参照ください。

13

２．５ トレース図

Ｆ１２５Ｆ１２６Ｆ１２７

14

３．その他
３．１ 故障かな？と思う前に修理依頼の前に、以下の項目をチェックしてください。
症 状原 因電源が入らない

コントローラの電源コードが抜けている

コンセントにしっかり差し込む―

コントローラのヒューズ切れている
配線が正しくない

ヒューズ交換―

配線接続の確認―

ケーブルの接続不良

Ｐ．６

極性が正しくない

ケーブルのコネクター部の接続確認
ジャンパーピンの設定確認

ＬＤが固定されていない

取付確認

Ｐ．１３

ケーブルの接続不良

Ｐ．６

ＬＤが固定されていない

ケーブルのコネクター部の接続確認
ＬＤ取付確認サーミスターの不良

サーミスターの確認

ＬＤが発光しない

温度調整ができない※

対 策参照ﾍﾟｰｼﾞ

Ｐ．７

Ｐ．１３

―

コントローラーに問題がある場合も考えられます。コントローラーの取扱説明書をご参照下さい。

３．２ 基本仕様
設定温度： ５℃～７０℃（ただし、室温の場合）

温度制御制度： ±０．１℃以下

重量： ０．２ｋｇ

ペルチェ素子： Ｑｍａｘ１５．３Ｗ、４．２Ｖ、６．０Ａ

ｻｰﾐｽﾀｾﾝｻｰ： 校正済み１０ＫΩ

使用環境： ０～４０度 ２０～８０％ＲＨ

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

15（非結露）３．３ 保証とアフターサービス●保証についてお問い合わせ時に製品の側面にマーキングされております８桁のシリアルナンバーをご連絡ください。当社でシリアルナンバーにより納入日を記録しております。保証期間は、納入後１年間です。
但し、次の場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
－使用上の誤り及び当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合－輸送、移動時の落下等、お取扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合－火災、塩害、ガス害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合－取扱説明書記載方法及び注意書きに反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合●アフターサービスについて修理依頼の前にＰ．12 の項目をチェックしてください。
それでもご不明な点等ございましたら、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせください。
《保証期間中》取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。
上記の保証対象外の故障につきましては、有償修理とさせていただきます。
《保証期間が過ぎた場合》修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。
●修理可能期間について本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後１年です。この期間を修理可能期間とします。なお、部品の保有期間を過ぎた後でも修理可能な場合がありますので、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせください。

※本製品に生じた故障に関し、当社は本保証に基づく無償修理以外の責任を負いません。

16

＜お問い合わせ先＞

駿河精機株式会社 ＯＳＴ事業部 営業グループ
東京営業所〒110-0014 東京都台東区北上野 2-18-4 UCJ 上野ﾋﾞﾙ 4F TEL 03-5806-1634 FAX 03-5806-1696

関西営業所〒569-0071 大阪府高槻市城北町 1-5-25 FJY ﾋﾞﾙ 4F

TEL 072-661-3500 FAX 072-661-3622

本社・工場〒424-0056 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 549-1

TEL 054-344-0332

FAX 054-346-1196

Ver.1.2 2007.4.20/2008.5.19
ＯＳＴ－Ｄ３０３３－４17