Ver.4.01その角度には、未 来がある。
その角度には、未 来がある。
新しいインプラントの概 念 。
この製 品は、これまでのインプラントを変えていく可 能 性がある。
もっと人に寄り添うインプラントへ。
人と医 療の発 展を願って、開 発を進めたF I N E S I A（ファインシア）。
京セラがインプラントの未 来を変えてゆく。

2

Thread Design

咀嚼状態に応じた配向性変化の模式図
天 然 歯 に 咀 嚼 荷 重 を 与 え る と、その周囲のコラーゲン繊維と生体アパタイト結晶の配向は荷重方向に変化します。これは、骨質の向上に影響を及ぼすことを意味します。

【作成資料引用】中野 貴由 大阪大学 大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻、材料機能化プロセス工学講座、生体材料科学領域 教授【参考文献】
Y.Nakano, K.Kaibara, Y.Tabata, N.Nagata, S.Enomoto, E.Marukawa, Y.Umakoshi, Unique alignment andtexture of biological apatite crystallites in typical calciﬁed tissues analyzed by microbeam X-ray
diffractometer system, Bone 31 (2002) 479-487.

インプラントにおける配向性の概念図
コラーゲン繊維と生体アパタイト結晶の配向は、荷重ベクトルに制御されます。下図のように上向き溝と下向き溝の周囲で異なる結果を示すと報告されています。上向き溝
で は、荷 重 下 に お い て 連 続 的 な応力伝達が図られると示唆されます。
【参考文献】
Optimally oriented grooves on dental implants improve bone quality around implants under repetitive
mechanical loading.
S.Kuroshima, T.Nakano, T.Ishimoto, M.Sasaki, M.Inoue, M.Yasutake, T.Sawase
Acta Biomater. 2017 Jan 15,48:433-444.

3

BoneLevel

TissueLevel

1 Piece

Product Lineup

Diameter
直径

Platform Diameter
プラットフォーム径

Height
ポスト部高さDiameter
直径

Cuff
カフ高さ

LengthDiameter

Length

骨内長

直径

骨内長

Length骨内長

Tip Type

Tip Type

Tip Type

先端形状

先端形状

先端形状

Tissue Level（単位：mm）

Platform

Bone Level

プラットフォームRPWP

Regular Platform

Wide Platform

Platform
Diameter

φ4.8

φ6.5

Diameter

φ3.7 φ4.2 φ4.7

φ4.7 φ5.2

プラットフォーム径

1 Piece（単位：mm）（単位：mm）

Platform
プラットフォーム

Diameter
直径

Tip Type
先端形状

Surface
表面処理

Length
骨内長NPNarrow PlatformRP

Regular Platform

WP

直径

Diameter φ
直径3.0 φ3.2 φ3.4 φ3.7 φ4.2 φ4.7

Wide Platform

φ3.2 φ3.4 φ3.7 φ4.2 φ4.7 φ5.2
Tapered type（TP）
or

Straight type（ST）

HA （HAコーティング）orAO （陽極酸化処理）
6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Cuff
カフ高さ

Tip Type
先端形状

Surface
表面処理

Length骨内長2.5 3.5
Tapered type（TP）
or

Straight type（ST）

HA （HAコーティング）orAO （陽極酸化処理）
6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Height
ポスト部高さTip Type
先端形状

Surface
表面処理

Length
骨内長7(S) 9(M) 11(L)Tapered type（TP）orStraight type（ST）

HA （HAコーティング）orAO （陽極酸化処理）
6.0 8.0 10.0 12.0 14.04

Product Lineup

Bone Level

審美的要求の高い症例に適した、ボーンレベルタイプ。

プラットフォームスイッチング
インプラント体の直径よりも小さいサイズのアバットメントを使用することにより、インプラント体の最上部より内側に水平的なステップが生 じ ま す。そ の た め、ア バ ッ ト メ ン ト 連 結 部 か ら 水 平 的 に 距 離 が遠ざかるデザインになっています。
牧草一人,寺本昌司,長澤成明,岡村 大,大西 太,戸田伊紀,諏訪文彦.インプラント周囲組織の安定を求めて.ザ・クインテッセンス,26：47 〜 62,2007.
Lazzara RJ, Porter SS. Platform switching： a new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bonelevels. Int J Periodontics Restorative Dent. 2006 Feb; 26(1)：9-17.

テーパードHEXコネクション（片面8.5°）

マイクロスレッド

インプラント体とアバットメントの接合面を荷重を骨に有効に伝達し、応力の集中を避けることを内斜面テーパードコネクション（HEX）と目 的 と し て、維 持 要 素 の 高 い ネ ッ ク 部 に 小 さ いすることで高い封鎖性を保ちます。

スレッドを設けました。

画像撮影：見明康雄先生（東京歯科大学 組織・発生学講座）

5

症例提供：島田昌明先生（山口県防府市 しまだ歯科医院）

Product Lineup

Tissue Level
ペリオリスクの高い症例に適した、ティッシュレベルタイプ。

テーパードOCTAコネクション（片面8.0°）

コンケイブカントゥア

インプラント体とアバットメントのティッシュマネジメントを考慮し、接合面を内斜面テーパードコネクション

歯肉に接するカラー部を（OC TA）と す る こ と で 高 い 封 鎖 性 を曲線形状に設計しました。

保ちます。

画像撮影：見明康雄先生（東京歯科大学 組織・発生学講座）

症例提供：水上哲也先生（福岡県福津市 水上歯科医院）

6

Product Lineup

1 Piece狭窄した部分やシンプルな補綴症例に適した、1ピースタイプ。

内側性埋入機構

サブジンジバルデザイン

ポスト先端にトルクス形状の加工を施し、サブジンジバル部分の形状をストレートにヘキサロドライバーを用いて埋入します。

立ち上げ、下顎の中間歯欠損等の狭窄した隣接歯が干渉する症例でも埋入を容易に部位でも補綴設計しやすいデザインです。

します。

症例提供：丹羽健先生（愛知県一宮市7丹羽歯科医院）

Prosthetics Parts
多彩なパーツラインナップで口腔内で使用できるIOS（Intra Oral Scanner）用スキャンボディをラインナップし、多様化、高度化する補綴様式に対応

口腔内での光学印象が可能です。

インプラントの補綴への概念の変化やCAD/CAMテクノロジーの進歩に伴い、補綴様式も多様化、且つ高度化しています。
セメント固定、スクリュー固定、オーバーデンチャー、インプラントレベル用
スキャンボディ

更にCAD/CAMによる補綴製作にも対応できるアバットメントレベル用（スプリントAB用）
スキャンボディ

補綴パーツをラインナップしました。

Bone Level
セメント固定式

ポストAB

アングルAB

Ready Made Typeスクリュー固定式

プレパブルAB

キャストオンAB

オーバーデンチャー

ゴールドシリンダー

ボールAB

Custom TypeスプリントABMultiTypeチタンベースABTi Base Type

ロケーター AB

Attachment Type

Tissue Level
セメント固定式

ポストAB

ダイレクトAB

Ready Made Type

アングルAB

スクリュー固定式

キャストオンAB

オーバーデンチャー

ゴールドシリンダー

ボールAB

Custom TypeスプリントAB
チタンベースABTi Base TypeMultiType

ロケーター AB

Attachment Type8

Surface treatment
HA
Hydroxyapatite

HA
Hydroxyapatite

HAコーティング
回転除去トルク値の測定結果から、HAコーティングが早期に骨固着していることが、また骨との接触面積の計測結果からは、HAコーティングの接触面積率が高いことがわかります。
更にSEM画像からも石灰化の進んだ緻密な新生骨がHAコーティング層と充分に結合していることが確認されました。
疑似体液浸漬試験では、浸漬4時間にて表層の微細部分にHA層と推定される結晶層の析出が見られ、以降経時的に、この結晶層の成長が観察されました。

AO

Anode Oxidization

陽極酸化処理陽極酸化処理によって、表面に130nmの酸化層を施しました。
口腔内で審美的な調和が図れるなど、優れた特性を持っています。

9AO

Anode Oxidization

Other features
共通したドリルシステム
各インプラントタイプのボディ外形を統一したことにより、同一の術式でドリリングが可能です。
京セラ工具部門の「精確、且つ効率的に切削する」ノウハウを活かし、こだわりの京セラ製ドリルに仕上げました。

サージカルシステム

FINESIAサージカルガイドシステムは、システムかつシステマティックに構成された術式により、
ボ ー ン レ ベ ル（BL）タ イ プ、テ ィ ッ シ ュ レ ベ ル（TL）タイプ、１ピース（1P）タイプのインプラントのガイデットサージェリーを実現します。
※FINESIAサージカルガイドシステムの詳細は、FINESIAサージガイドシステムプロダクトカタログならびにマニュアルをご参照ください。

10〒108-8316

www.finesia.world

LINE公式アカウント

FINESIAは、京セラ株式会社の登録商標です。本カタログ記載は2023年1月現在のものです。
Ⓒ 2023 KYOCERA Corporation

デンタル製品ネット販売 www.kyocera-dental.com

BCZD10005 K

D-113-8