ウレタンフォームマットレス ラインナップ
ウレタンフォームマットレスの対象者について骨突出や関節拘縮など、床ずれの危険因子を持つ方の対応には限界がありますので、予防的に使用することをおすすめします。
「体圧分散式マットレス選択の落とし穴」／美濃良夫／月刊ナーシング2006年7月号

商品性能の比較

圧 力 軽 減ディンプルマットレス

p.19

超通気

キュオラ

p.20

4層構造QOL対応

ミルフィ

p.21

低反発・高反発リバーシブル構造

ホスピタマットレス

p.22

メリハリのあるリバーシブル

メリー＆ハリーp.23

17■ ディンプル構造■ アクティブフレーム構造■ Sライン保持構造● ディンプルマットレス ● キュオラ

● ディンプルマットレス ● ミルフィ

● ディンプルマットレス ● キュオラ ● ミルフィ ● メリー＆ハリー

ウレタンフォームは、圧力を受けると圧縮されて硬くなり、反力を持ちます。
その性質に着目し、「圧縮」ではなく「変マットレスの両サイドに高硬度ウレタンフォームを使用した「アクティブフレーム構造」を採用しました。端座位の体重バランスに合わせた構造で、背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。

形」させるために、内部にディンプル形状の空間を持たせました。

際にも安定した床面をつくり、離床をサポートします。

Line-up
エアマット レ ス

体圧分散データ■病院用の一般的なマットレス

体
仰臥位
010

低Max：133.8mmHg
203040

圧力

側臥位
50mm
Hg以上

高

Max：167.0mmHg

被験者：身長155cm／体重45kg／
BMI 18.7 女性
測定器：ABW社 エルゴチェック

◯◯

◎

◯

◯

◎

側臥位

Max：34.4mmHg

仰臥位

Max：23.5mmHg

側臥位

Max：31.4mmHg

仰臥位

Max：24.1mmHg

側臥位

Max：41.4mmHg

仰臥位

Max：31.4mmHg

側臥位

Max：46.9mmHg

仰臥位

Max：28.4mmHg

側臥位

Max：36.0mmHg◎
専門分野
ウレタンフォームマットレス◯車いす 用クッション
ポ ジショニン グ 用 具

◎◯◯◎◎

吸水速乾
制菌
消臭伸縮Ag+◯◯◯◯◎

予 防※1 通気タイプの専用カバーのみ吸水速乾機能あり

防水
制菌
伸縮Ag+

◯※2

◯◎

防水制菌
伸縮Ag+

◯◎※1

制菌
消臭伸縮
Ag+

防㎝

交換タイプ

9

◎

◎

予㎝

交換タイプ

8.5

◎

◎◎

◯

10

◯

10㎝

交換タイプ

Max：21.5mmHg

吸水速乾㎝

交換タイプ

仰臥位

マット レス 用
シーツ㎝

交換タイプ

12

防水
制菌
伸縮
防炎Ag+

ウレタンフォー ムマット レス

浄本

専用カバー

防水加工︵専用カバー︶

カ バ ー 性 能リバーシブルタイプ

寝姿勢保持︵腰の負担軽減︶

安定感︵寝返りのしやすさ︶

レ 対 策

端座位サポートム体圧分散性能

マットレスの厚さ

マットレス設置方法

洗※2 防水タイプの専用カバーのみ防水加工あり■ 伸縮素材の専用カバー● ディンプルマットレス ● キュオラ ● ミルフィ ● ホスピタマットレス ● メリー＆ハリー

携帯型
接触圧力測定器

ウレタンフォームの体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用しています。
松尾淳子ほか：「ベッドメイキングの違いがエアマットレスの圧再分配機能に及ぼす影響」
日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌17(1)：33-39,2013■ 制菌加工の専用カバー● ディンプルマットレス ● キュオラ ● ミルフィ
● ホスピタマットレス ● メリー＆ハリー

制菌加工を施しており菌の繁殖を抑えます。※3※3 対応菌種：MRSA、黄色ぶどう球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌。

18

介護保険貸与対象品目 床ずれ防止用具

Dimple Mattress

ディンプルマットレス

ウレタンフォーム特有の反力を軽減

ディンプル形状の反力軽減ウレタンフォームマットレス

ディンプル形状の空間が、反力を軽減。

厚み12cm
1層目のウレタンフォームの内部にディンプル形状の空間を設け、身体への反力を軽減します。
168個のディンプルが全身をカバー。
※ショートサイズは160個表面にスリットを設けることで、それぞれのディンプルが独立して部位ごとに体圧を分散します。
踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませて、柔らかく体圧分散。大きな部位は広い面で支えて体圧を分3層目は高硬度ウレタンフォームを使用し、背上げ時の底づきを防止。

散します。

体重バランスに合わせ、ディンプルの深さを変えたデザイン
背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。

踵部

下肢部

深さ30mm

腰部

深さ25mm

離床・端座位をサポートする

胸部・頭部

深さ15mm専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

アクティブフレーム構造

銀複合系抗菌剤も使用しています。

2層目の左右両サイドには高硬度ウレタンフォームを使用した「アクティブフレー
ム構造」を採用。しっかりとした安定感の持ち運び便利なハンドル

消毒用エタノールや濃度1,000ppmの下 面には 腕を通 す ベ ルトと次 亜 塩 素 酸 ナトリウ
ムによる清拭消毒にも対応可能。

ハ ンドル が あり 、片 手 で 楽に持 ち 運び が防 水 制 菌 伸 縮 防 炎 機能ある床 面 をつくり、離床をサポートします。

深さ25mmできます。

※SEK赤ラベルMRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌に有効。

ディンプルマットレス
TAISコード／00206-000070（各タイプ共通）
タイプ（品番）

サイズ

材質

830（CR-540）
幅83 x 長191 x 厚12cm
900（CR-541）
幅90 x 長191 x 厚12cm
830／SHORT（CR-542） 幅83 x 長180 x 厚12cm
900／SHORT（CR-543） 幅90 x 長180 x 厚12cm
マットレス・専用カバーセット価格

90,000円（+税）

専用カバー

上面・側面／ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮・防炎）下面／ナイロンオックス

マットレス

1層目／ラバータッチウレタンフォーム
2層目／ラバータッチウレタンフォーム
2層目サイド／高硬度ウレタンフォーム
3層目／高硬度ウレタンフォーム

各タイプの仕様は、P.44をご覧ください。

19

介護保険貸与対象品目 床ずれ防止用具

QOLA

通気タイプ

防水タイプ

エアマット レ ス

キュオラ

抜群の通気性、動きやすい安定性、優れた体圧分散性能
ウレタンフォー ムマット レス

AクラスのQOLを実現する
ウレタンフォームマットレス

ムレ感を軽減する

超通気ウレタンフォーム
超通気ウレタンフォームと三次元スプリング構造体ブレスエアー ® の使用で従来品に比べ寝床内の温度を1.5℃、湿度を15％削減。
厚み10cm「寝返り」「起き上がり」「離床」の動作がしやすい
1層目のディンプル形状が体圧を分散し、2層目

マット レス 用
シーツの三次元スプリング構造体ブレスエアー®の跳ね返す力を使って療養者の動きをサポートします。
寝返り、起き上がり、離床時の動作が楽に行えます。

背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。

やわらか

やわらか

しっかり

踵部・下肢部

腰部

深さ25mm

胸部・頭部
深さ15mm

深さ25mmディンプル形状の空間が、反力を軽減
1層目のウレタンフォームの内部にディンプル形状の空間を設け、身体にかかる反力を軽減します。表面にスリットを設けることで、踵や骨突出部位はピンポ
イントで 沈 み 込ませ て、柔らかく体圧分散。

それぞれのディンプルが独立して部位ごとに体圧を分散します。

大きな部位は広い面で支えて体圧を分散します。

通気タイプ

防水タイプ

ウレタンフォームも丸洗いが可能
丸 洗 い が できて 、8 0 ℃

下面には腕を通の高温乾燥も可能です。

すベ ルトとハン8万回の繰り返し圧縮にも耐えらびができます。

れる構造で、長期にわたり使用可能な質の高いマットレスです。
※社内品質基準に準ずる

キュオラタイプ（品番）荷重 × 8万回

ポ ジショニン グ 用 具●SEK赤ラベル／MRSA、黄色ぶどう球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌に有効。
●消臭／アンモニア、酢酸、メチルメルカプタン、硫化水素などに有効。

通気タイプ

ドル が あり、片手で楽に持ち運優れた耐久性

銀複合系抗菌剤も使用しています。

持ち運びに便利なハンドル

車いす 用
クッション

制菌・消臭機能など２種類の 専用カバー

専門分野
ウレタンフォームマットレス

体重バランスに合わせ、ディンプルの深さを変えたデザイン

キュオラ
TAISコード／00206-000077（通気各タイプ共通）
サイズ

防水タイプ TAISコード／00206-000078（防水各タイプ共通）
タイプ（品番）

サイズ

830(CR-594)
幅83 x 長191 x 厚10cm
900(CR-595）
幅90 x 長191 x 厚10cm
830／SHORT（CR-596） 幅83 x 長180 x 厚10cm
900／SHORT（CR-597） 幅90 x 長180 x 厚10cm

材質

材質

専用カバー

上面・側面／ポリエステルドライメッシュ（吸水速乾・制菌・消臭・伸縮）
下面／ナイロンオックス

専用カバー

上面・側面／ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・透湿・制菌・消臭・伸縮）
下面／ナイロンオックス

マットレス

1層目／超通気高弾性ウレタンフォーム
2層目／三次元スプリング構造体ブレスエアー （制菌）3層目／超通気高弾性ウレタンフォーム
インナーカバー／ポリエステルメッシュ

マットレス

1層目／超通気高弾性ウレタンフォーム
2層目／三次元スプリング構造体ブレスエアー （制菌）3層目／超通気高弾性ウレタンフォーム
インナーカバー／ポリエステルメッシュ

マットレス・専用カバーセット価格

118,000円（+税）

マットレス・専用カバーセット価格

携帯型
接触圧力測定器

830（CR-590）
幅83 x 長191 x 厚10cm
900（CR-591）
幅90 x 長191 x 厚10cm
830／SHORT（CR-592） 幅83 x 長180 x 厚10cm
900／SHORT（CR-593） 幅90 x 長180 x 厚10cm

120,000円（+税）

各タイプの仕様は、P.44をご覧ください。

20介護保険貸与対象品目 特殊寝台付属品

MILLPHY
ミルフィ

しっかりめの寝心地、動きやすさを重視したさを重視した４層構造のQOL対応ベッドマッ
ットレス

沈み込みを抑えて寝返りや起き上がりをサポート

1層目：高弾性2cm

寝心地

2層目：ソフトタッチ

2cm

体圧分散

3層目：高硬度（両サイド）

3cm

寝返り
離床

4層目：高硬度

3cm

底づき防止

離床・端座位をサポートする

厚み

10cm

10cm

アクティブフレーム構造

アクティブフレーム構造

1層目は反発弾性に優れた高弾性ウレタンフォーム、2層目にはクッション材の機能を持つソフトタッチウレタンフォームを採用。
荷重が加わると一番柔らかい2層目から沈み込むため、1層目のしっかり感を損なわず、寝返りや起き上がりが行いやすくなります。

端 に あ る高 硬 度 の アクティブフ

端と中央部分に柔らかさの落差がレーム層を3層目に配置。端座位の姿勢が取りやすい構造です。

少ない設計のため、安定した端座位を保てます。

体重バランスに合わせ、プロファイルカットの深さを変えたデザイン
背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。
下肢部・踵部

腰部

頭部・胸部

プロファイルカット[深]プロファイルカット[浅]プロファイルカット[深]

しっかり

やわらか

ポジショニングのシーンも考えた構造

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

適切なポジショニングを行っても、腰部が過度に沈み込む姿勢では、● 消 毒 用 エ タノー ル や 濃 度
1,000ppmの次亜塩素酸

ポジショニングのピローに下肢等の重みを十分に預けることが難しくなります。ミルフィは腰部の過度の沈み込みを抑えることでポジショニングの環境づくりをサポートします。
ミルフィ

柔らかい寝具腰部が沈み込まない姿勢

腰部が沈み込んだ姿勢

やわらかナトリウムによる清 拭 消 毒にも対応可能。
●制菌加工

銀複合系抗菌剤も使用しています。

対応菌種／MRSA、黄色ブ
ドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌●体圧分散効果を妨げない伸防 水 制 菌 伸 縮 機能

縮素材を使用。

ミルフィ
TAISコード／00206-000075（各タイプ共通）
タイプ（品番）

サイズ

材質

830（CR-362）
幅83 x 長191 x 厚10cm
900（CR-363）
幅90 x 長191 x 厚10cm
830／SHORT（CR-364） 幅83 x 長180 x 厚10cm
900／SHORT（CR-365） 幅90 x 長180 x 厚10cm

マットレス・専用カバーセット価格

71,000円（+税）

専用カバー

上面・側面／ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮）
下面／ナイロンオックス

マットレス

1層目／高弾性ウレタンフォーム（特殊プロファイル加工）
2層目／ソフトタッチウレタンフォーム
3層目／高弾性ウレタンフォーム
3層目サイド／高硬度ウレタンフォーム
4層目／高硬度ウレタンフォーム

各タイプの仕様は、P.45をご覧ください。

21

介護保険貸与対象品目 特殊寝台付属品

エアマット レ ス

HOSPITA Mattress
ホスピタマットレス「高反発面」と「低反発面」が選べる

ウレタンフォー ムマット レス

リバーシブル構造のベッドマットレス

高反発バランスフォームの特長
適度な弾力で、身体を安定して支持します。
●こんな方にリハビリなどで安定感が必要な方
硬めのマットレスがお好みの方

マット レス 用
シーツ

低反発メモリーフォームの特長
じんわりと身体に馴染み、圧迫感を軽減します。
●こんな方に2層構造
柔らかい低反発メモリーフォーム（2cm）厚み
安定性のある高反発バランスフォーム（6.5cm）

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

8.5cm

専門分野
ウレタンフォームマットレス

体圧分散の必要な方
柔らかめのマットレスがお好みの方優れた耐久性
車いす 用
クッション

8万回の繰り返し圧縮残留ひずみ試験※をクリアした耐久性。
※社内品質基準に準ずる

銀複合系抗菌剤も使用しています。

持ち運びに便利なハンドル付き●消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次ファスナーは大きくL字型に開くので、亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
●制菌加工 対応菌種／MRSA、黄色ブドウカバーの交換も簡単です。
約ポ ジショニン グ 用 具

カバーは持ち運びに便利なハンドル付き。
ひとりでも簡単に持ち運びができます。

800g

軽量化※

球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌●体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。

※旧モデルと比較した結果

防 水 制 菌 伸 縮 機能

TAISコード／00206-000069（各タイプ共通）

材質

タイプ（品番）

専用カバー

ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮）

マットレス

高反発面／高反発ウレタンフォーム
低反発面／低反発ウレタンフォーム

サイズ

830（CR-286） 幅83 x 長191 x 厚8.5cm
900（CR-287） 幅90 x 長191 x 厚8.5cm
マットレス・専用カバーセット価格

携帯型
接触圧力測定器

ホスピタマットレス

51,000円(+税)

各タイプの仕様は、P.45をご覧ください。

22介護保険貸与対象品目 特殊寝台付属品

Mery & Hary

「柔らかめ」「硬め」のふたつの寝心地が選べる
リバーシブル通気ベッドマットレス

メリー＆ハリー

好みの寝心地が選べるリバーシブル構造「柔らかめ」と「硬め」1枚で2つの寝心地をご提供します。

メリー面

ソフト

ハリー面ハード▼

メリー面(ソフト)は、自然で優しいフィット感のある寝心地

▼

メリー層

ハリー面(ハード)は、使い慣れたお布団のような寝心地

ワッフル層

厚み9cm
芯材
ハリー層

独自の"ワッフル構造"で寝心地抜群
背骨のSラインを保持して臀部への負荷を軽減。

風通しがよく暑さに負けない"オール通気製法"

専用カバーはポロシャツと同じ"鹿の子素材"で、いつも爽やかすべての素材に通気性の高い無膜ウレタンフォームを採用。風通しがよく、高温多湿な季節も快適。丸洗いもでき鹿の子素材のドライメッシュカバーは通気性に優れ、さらりとした風合いです。制菌と消臭加工も施されており清潔にお使いいただけます。

るので、衛生的です。
銀複合系抗菌剤も使用しています。

銀複合系抗菌剤も使用しています。

SEK赤ラベル／MRSA、黄色ぶどう球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌に有効。
消臭／アンモニア、酢酸、メチルメルカプ
タン、硫化水素などに有効。

吸水速乾 制 菌 消 臭 伸 縮 機能

メリー＆ハリー
TAISコード／00206-000079（830, 900, 900／SHORTタイプ共通）

TAISコード／00206-000128（900／LONG）

タイプ（品番）タイプ（品番）

サイズ

830（CR-680）
幅83 x 長191 x 厚9cm
900（CR-681）
幅90 x 長191 x 厚9cm
900／SHORT（CR-682） 幅90 x 長180 x 厚9cm
マットレス・専用カバーセット価格

78,000円(+税)

サイズ

900／LONG（CR-683） 幅90 x 長205 x 厚9cm

マットレス・専用カバーセット価格

94,000円(+税)

材質
専用カバー

ポリエステル100%（吸水速乾・制菌・消臭・伸縮）

マットレス

メリー層・ハリー層／超通気・高弾性ウレタンフォーム ワッフル層／超通気・高弾性・高耐久ウレタンフォーム

芯材／超通気・高硬度ウレタンフォーム

各タイプの仕様は、P.45をご覧ください。

23マットレス用シーツ
エアマット レ ス

Quick Fit Sheet

クイックフィットシーツ（ボックスタイプ）
840／CK-420

5,300円（＋税）

ベッドメーキングがスピーディに10枚セット 52,000円（＋税）

体圧分散式マットレスの効果を損なうことなく、

サイズ：幅84×長201×厚18cm
カラー：白色（パイピング：水色）

ベッドメークの手間と時間を大幅カット。

ウレタンフォー ムマット レス

900／CK-421

5,300円（＋税）
10枚セット 52,000円（＋税）
サイズ：幅90×長201×厚18cm
カラー：白色（パイピング：ピンク）材

質：ポリエステル100%

業務用洗濯OK※マットレス・ポンプは別売です。

ベッドメーキングの時間が従来の1/3に！

頭側挙上を繰り返してもズレにくい

シワになりにくい伸縮素材
体圧分散式マットレスの機能を妨げない、薄くてしなやか、シワになりにくい伸縮素材を採用。
肌触りが滑らかで摩擦が少ないので、床ずれリスクの高い患者さまにも安心してお使いいただけます。

綿シーツ

クイックフィットシーツ 伸縮性

綿シーツ

専門分野
ウレタンフォームマットレス

Dry α Sheet

ドライアルファシーツ（横シーツタイプ／ボックスタイプ）

ムレ／湿潤対策に

横シーツタイプ

汗を瞬時に吸い取る「アクエアー 」だからいつもサラサラ。

通気タイプ／CK-401

従来品と比べて吸水スピードは3倍、吸水量は2倍。
汗をよく吸い、すぐに乾き、熱のこもりを解消します。

マット レス 用
シーツ

ボックス形状2人で行うことが多いベッドメーク。ボックスフレ
ア形状のクイックフィットシーツなら1人でも簡 頭部がボックス形状だから頭側挙上を繰り返してもズレが生じにくく、掛け直しの手間や単にセッティングが可能です。
時間も大幅に削減できます。
クイックフィット
シーツ

伸 縮

洗濯方法：家庭用洗濯機（60℃以下弱）、乾燥機○、塩素系漂白剤○（400ppm以下）

3,300円（＋税）
材 質：ポリエステル100%
カラー：ライトイエロー（ステッチ：水色）

通 気タイプ

防水タイプ／CK-402

横シーツタイプ
サイズ：幅145×丈90cm

何度洗っても吸水性能は衰えません。

サイズ：幅88×長191×厚18cm※当社の全てのマットレスに対応

ボックスタイプ（1000サイズ、オーダーメイド品は除く）

通気タイプ／CK-403

7,500円（＋税）

皮膚のことを考えたストレッチ素材

材 質：ポリエステル100%
カラー：ライトイエロー（スリット：水色）

通 気タイプ

防水タイプ／CK-404

9,600円（＋税）材

質：表地／ポリエステル100%、裏地／ポリウレタンフィルム（防水）
カラー：ライトイエロー（スリット：ピンク）

シワになりにくく、肌触りも滑らかです。
エアマットレスの送風チューブを通せるスリット付き

吸水速乾

防水タイプ

防水（CK-402、CK-404） 伸 縮

洗濯方法：家庭用洗濯機（40℃以下弱）、乾燥機×※漂白剤・柔軟剤はご使用いただけません。

幅広タイプの防水シーツ。

4,200円（＋税）
サイズ：幅170×丈110cm
材 質：表地／ポリエステル65%、綿35%
裏地／耐熱ポリウレタンフィルムラミネート（抗菌）巻き込み部分（左右に各35cm）／ポリエステル65%、
綿35%
カラー：ブルー

防 水

抗 菌

防カビ

防 臭

携帯型
接触圧力測定器

デニム防水シーツ（横シーツタイプ）
CK-408防水性・耐久性に優れた

ポ ジショニン グ 用 具

体圧分散式マットレスの機能を妨げない伸縮性の高いストレッチ素材。

Waterproofing Denim Sheet

質：表地／ポリエステル100%、裏地／ポリウレタンフィルム（防水）
カラー：ライトイエロー（ステッチ：ピンク色） 防水タイプ

車いす 用
クッション

ボックスタイプ

4,400円（＋税）
材

リネン対応

洗濯方法：家庭用洗濯機、乾燥機◯※漂白剤はご使用いただけません。

24