【 取 扱 説 明 書 】
カッティングカウンタ
ＭＯＤＥＬ：ＣＵ－６８０シリーズ[ 製品仕様 ]モデル名：
ＣＵ－６８０－□！

標準仕様

・電源ＡＣ８５～２６４Ｖ
・センサ電源ＤＣ５Ｖ ３００ｍＡ ＭＡＸ
・切断出力（Ｎｃｈオープンドレインパルス出力）
・終了出力（Ｎｃｈオープンドレインパルス出力）
・停止出力（Ｎｃｈオープンドレインパルス出力）

ＲＳ４
ＲＳ４Ｗ

・通信（ＲＳ－４８５ ２線式）
・通信（ＲＳ－４８５ ４線式）

ご使用の前に、ご希望の製品仕様と製品本体のラベルに捺印されているモデル名とが一致しているかご確認ください。

本社 〒593－8311 大阪府堺市上１２３－１
TEL.072-274-6001 FAX.072-274-6005

東 京 営 業 所 TEL.03-5256-8311 FAX.03-5256-8312
名古屋営業所 TEL.052-704-7500 FAX.052-704-7499【 第２版 ２００４．１０．１５】@CU-680(2)■ ご使用に際しての注意事項とお願い
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

！
１．製品仕様以外では使用しないでください。
２．お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、故障や事故の原因となりますので、絶対に行わないでください。
３．直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください 。
５．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
６．本体に金属粉・ほこり・水等が入らないようにしてください。
７．ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
８．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
９．取扱説明書を十分に読み各動作を確認の上ご使用ください。

- A -

■ 目

次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２．製品の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
３．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３～

４

４．フロント部の各名称とその機能

５～

６・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．端子接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

６．入出力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

７．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９～１０

８．モード設定のしかた《１．モード設定の呼び出しかたとキー操作》 ・・・・・・・・・・・・・・１１《２．どのモードを設定すればよいのか？》 ・・・・・・・・・・・・・・・１２《３．各モードの設定内容》「モード00」 換算値（スケーリングデータの設定） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３「モード01」 ＳＶ値切換タイミング、Ｚ相クリア、リセットスイッチ設定、リセット切断設定、電源投入時表示選択、小数点位置の設定 ・・・１４～１５「モード02」 切断出力設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５「モード03」 下段表示モード選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６「モード04」 ＲＳ－４８５通信設定（オプション） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７９．ご使用前に必ず行ってください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
１０．出力タイミングチャート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
１１．表示の切り換えかたとＳＶ値変更のしかた・・・・・・・・・・・・・・・１９
１２．チャンネル設定を使用する時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
１３．チャンネル設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
１４．リセットキー及びリセット入力の動作説明 (必読) ・・・・・・・・・・・２２
１５．停止信号の動作説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２
１６．通信フォーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３～２５
サンプルプログラム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６～２７
１７．外観寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８
１８．指示計（メータ）の取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
１９．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
２０．テストモードと設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１- B -１．付属品の確認と保証期間について
付属品の確認について
下記のものが揃っているか確認をしてください。
（１）ＣＵ－６８０（お客様仕様どおりのもの） ・・・・・・・

１（２）取付金具

２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）取扱説明書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１（３）単位ラベル

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１（４）検査タグカード

・・・・・・・・・・・・・・・・・

１（５）お客様指定の付属品（ご指定の無い場合はありません）
不足のものがありましたら弊社までご連絡ください。
（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間製品の保証期間は引き渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に弊社の責任による故障を生じた場合は、弊社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

弊社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が弊社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障- 1 -２．製品の概要
・この製品は、７２×１４４（ＤＩＮ規格）のカッティングカウンタです。
・センサ入力はラインレシーバ専用でラインドライバ９０°位相差信号を受け付けます。
・換算値は１パルスの１／４の長さを〔μｍ〕単位で入力します。
・表示は長さ、数量を選択出来、長さの単位は〔ｍｍ〕で表示されます。
・数量表示は切断信号を出力する毎に１カウントアップします。
・ＳＶ値（目標値）を設定し長さカウント値がＳＶ値に達した時、切断信号を１ショット出力します。
・切断信号の出力タイミングの誤差は０．１ｍｓ以内です。
・０ｃｈ～９ｃｈまでの１０チャンネルを設定することが出来、マニュアルまたは、オートでチャンネルを切り換えることが出来ます。
・オプションでＲＳ４または、ＲＳ４Ｗを選択した場合、通信により長さ、数量、ＳＶ値を読み込むことが出来ます。（書き込みは出来ません）

- 2 -

３．仕

様

項
計測種類

仕

目

スケーリング（換算器）
表示器（２段表示）

様測長、カウント数
１／４信号当たりの長さ ００.０００１～１００.００００〔μｍ〕
で任意に設定上段表示（長さ、数量）：
赤色ＬＥＤ６桁 文字高：１４ｍｍ（ゼロサプレス方式）
下段表示（ＳＶ値、チャンネルＮｏ．）：
緑色ＬＥＤ６桁 文字高：１０ｍｍ（ゼロサプレス方式）

表示精度
表示切換
長さランプ
数量ランプ
表示範囲
小数点以下表示
入力信号
センサ入力応答
リセット入力センサ供給電源
切断出力

終了出力

停止出力
停止ランプ
切断ランプ
ＳＶ値設定
チャンネル設定
データバックアップ
停電補償
電源
消費電力
使用温湿度
重量・外形寸法
ケース材質

スケーリング（換算器）１において誤差±０①長さ ②数量
上段表示が長さの時点灯
上段表示が数量の時点灯
長さ０.０００～９９９９９９〔ｍｍ〕
数量０～９９９９９９数量（ショット数）が９９９９９９をこえると０より再カウント
小数点以下１桁～３桁まで表示選択可能
ラインドライバ９０°位相差信号（Ａ相，Ｂ相，Ｚ相）を受付
ＭＡＸ １２０ｋＨｚ 但し、duty５０％時
表示クリア：前面リセットキー（長さ、数量個別）：端子台リセット（長さのみ）
ＮＰＮオープンコレクタ出力または有接点出力を受付表示クリア時、切断出力ＯＮまたはＯＦＦ 選択設定
ＤＣ＋５Ｖ（±５％） ３００ｍＡ ＭＡＸ（安定化）出力
Ｎｃｈオープンドレインパルス出力
最 大 定 格：ＤＣ３０Ｖ １００ｍＡ
1ショット出力：２０ｍｓ～１ｓ の１０段階より選択設定
出力バラツキ誤差：０.１ｍｓ以内（但し、ＯＮエッジのみ）
出力タイミング：ＳＶ値とカウンタの出力値比較により判定出力
Ｎｃｈオープンドレインパルス出力
最大定格：ＤＣ３０Ｖ １００ｍＡ
出力バラツキ誤差：２０ｍｓ以内
チャンネル表示（オート）時のみ各チャンネル終了毎に1ショット出力（５００ｍｓ固定）
Ｎｃｈオープンドレインパルス出力（保持）最大定格：ＤＣ３０Ｖ １００ｍＡ
出力バラツキ誤差：２０ｍｓ以内
チャンネル表示（オート:１ターン）時または、下段表示モード切り換え時に出力停止出力中点灯
切断出力中点灯
０．００１～９９９９９９の範囲で任意に設定（小数点は表示と連動）
１０チャンネルプリセット（０～９ｃｈ）
各チャンネルにＳＶ値（６桁）、数量（０～９９９９）を設定
各設定値（モード設定値、ＳＶ値、チャンネル設定値）をＥＥＰＲＯＭに書き込み（書き換え回数約１０万回、約１０年間保持）
約１ヶ月（ゴールドキャパ内蔵）２０℃ 充電時間３時間以上
各表示値（カウント値、チャンネルＮｏ．）のバックアップ
ＡＣ８５～２６４Ｖ
約１５ＶＡ
０～５０℃ ３０～８０％ＲＨ（但し結露しないこと）
約５５０ｇ Ｈ７２×Ｗ１４４×Ｄ１２３ｍｍ
グラスファイバー強化ノリル ブラック- 3 -＜ＲＳ－４８５通信：オプション ＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き＞
２線式(ＲＳ４) ：端子台１９，２０番より通信
通信端子
４線式(ＲＳ４Ｗ)：端子台１９～２２番より通信
信号レベル
ＩＥＥ ＲＳ－４８５準拠
通信方式
半２重通信方式
通信速度
１２００bps／２４００bps／４８００bps／９６００bps より選択
スタートビット
１ビット固定ストップビット
１ビット固定データビット
７ビット／８ビット より選択
パリティビット無し／奇数／偶数 より選択
通信ＩＤ番号
メータに００～９９でＩＤ番号を設定
通信方法
メータのＩＤを指定し、コマンドにより通信制御
通信コード
ＡＳＣＩＩコード
最大接続台数
３２台（本機含む）- 4 -４．フロント部の各名称とその機能
図①

③
④
長さ

⑤

①
数量

⑥
停止

②
切断

⑭

⑬

⑫

⑪

⑩

⑨

⑧

⑦

①長さ、数量（文字高１４ｍｍ ６桁 赤色）
計 測 時：現在のカウンタ値（長さまたは数量）を表示します。
設 定 時：モード設定時はモードＮｏ．を表示します。
：チャンネル設定時はチャンネルＮｏ．を表示します。
②ＳＶ値、チャンネルＮｏ．、チャンネル設定値（文字高１０ｍｍ ６桁 緑色）
計 測 時：現在のＳＶ値（目標値）またはチャンネルＮｏ．を表示します。
：チャンネル表示（オート）の時、 Q'TY キーを押している間はそのチャンネル
Ｎｏ．の数量設定値を表示します。
：チャンネル表示の時、 SV キーを押している間はそのチャンネルＮｏ．のＳＶ値を表示します。
設 定 時：モード設定時は設定値を表示します。
：チャンネル設定時はＳＶ値または数量設定値を表示します。
③長さランプ
上段表示が長さを表示している時に点灯します。
④数量ランプ
上段表示が数量を表示している時に点灯します。
⑤停止出力ランプ
停止信号を出力している間点灯します。
⑥切断出力ランプ
切断信号を出力している間点灯します。
⑦リセットキー
RESET
計 測 時：このキーを押すと長さまたは数量をクリアします。
（「モード０１」で１秒押しリセットまたは３秒押しリセットの設定が出来ます。）：下段表示がＳＶ値表示で、変更したＳＶ値（フラッシング表示値）を決定する時に使用します。
：下段表示がチャンネル表示（マニュアル）で、変更したチャンネルＮｏ．
（フラッシング表示値）を決定する時に使用します。
設 定 時：モード設定、チャンネル設定時に押すと、設定値を登録し計測表示に戻ります。
：モード設定、チャンネル設定時に SHIFT キーを押しながらこのキーを押すと、設定値の登録を行わず、計測表示に戻ります。
- 5 -⑧シフトキー
SHIFT
計 測 時：このキーを押すと上段表示を長さから数量または、数量から長さに切り換えます。
（この時の表示切り換わりタイミングはスイッチを押してから離す瞬間です）：モード設定を呼び出す時に使用します。
（このキーを押しながら MODE キーを２秒以上押します）：チャンネル設定を呼び出す時に使用します。
（このキーを押しながら CH キーを２秒以上押します）
設 定 時：モード設定時は、モードＮｏ．の切り換えを行います。
：チャンネル設定時は、チャンネルＮｏ．の切り換えを行います。
：モード設定、チャンネル設定時にこのキーを押しながら RESET キーを押すと、設定値の登録を行わず、計測表示に戻ります。
⑨モード／１キー
MODE
計 測 時：モード設定を呼び出す時に使用します。
（ SHIFT キーを押しながらこのキーを２秒以上押します）：このキーを押すと上段表示が長さから数量に、また数量から長さに切り換わります。
：下段表示がＳＶ値の時、1桁目の数値を変更します。
チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
設 定 時：モード設定、チャンネル設定時に１桁目の数値を変更します。
⑩チャンネル／２キー
CH
計 測 時：チャンネル設定を呼び出す時に使用します。
（ SHIFT キーを押しながらこのキーを２秒以上押します）：下段表示がＳＶ値の時、２桁目の数値を変更します。
チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
設 定 時：モード設定、チャンネル設定時に２桁目の数値を変更します。
⑪３キー
計 測
設

定

時：下段表示がＳＶ値の時、３桁目の数値を変更します。
チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
時：モード設定、チャンネル設定時に３桁目の数値を変更します。

⑫Ｑ’ＴＹ／４キー
Q'TY
計 測 時：下段表示がチャンネル表示（オート）の時、このキーを押している間だけ現在のチャンネルの数量設定を確認出来ます。
：下段表示がＳＶ値の時、４桁目の数値を変更します。
チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
設 定 時：モード設定、チャンネル設定時に４桁目の数値を変更します。
⑬ＳＶ／５キーSV
計 測 時：下段表示がチャンネル表示の時、このキーを押している間だけ現在のチャンネルのＳＶ値設定を確認出来ます。
：下段表示がＳＶ値の時、５桁目の数値を変更します。
チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
設 定 時：モード設定、チャンネル設定時に５桁目の数値を変更します。
⑭Ｎｏ．／６キー
No.
計 測 時：下段表示がチャンネル表示（マニュアル）の時、このキーを押すと表示している
チャンネルＮｏ．を０ｃｈ～９ｃｈの順に切り換えます。
：下段表示がＳＶ値の時、６桁目の数値を変更します。
チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
設 定 時：モード設定、チャンネル設定時に６桁目の数値を変更します。

- 6 -５．端子接続図
図②

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０ １１

Ａ

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ｚ

Ｚ

+5V

GND

RES

GND

Ａ相

Ｂ相

Ｚ相

センサ電源

OUT

リセット 終了

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
T/R+ T/RF.G.
POWER
GND OUT GND OUT TX+ TX- RX+ RXAC85～264V

停止

切断

ＲＳ－４８５オプション

１．Ａ
２．Ａ

センサ入力
ラインドライバ出力のＡ相を接続します。（Ａ，Ａ

接続注意！）

３．Ｂ
４．Ｂ

センサ入力
ラインドライバ出力のＢ相を接続します。（Ｂ，Ｂ

接続注意！）

５．Ｚ
６．Ｚ

センサ入力
ラインドライバ出力のＺ相を接続します。（Ｚ，Ｚ

接続注意！）※センサ入力のＡ相とＢ相を逆につなぐと表示値がマイナスカウントされます。
このような場合は必ず、Ａ相とＢ相を入れ換えプラスカウントするように接続し直してください。
７．＋５Ｖ
８．ＧＮＤ

センサ電源を供給します。（ＤＣ＋５Ｖ

３００ｍＡ

ＭＡＸ）

９．ＲＥＳ
１０．ＧＮＤ

リセット信号入力。
上段の長さカウント値をクリアします。

１０．ＧＮＤ
１１．ＯＵＴ

終了信号出力（Ｎｃｈオープンドレイン１ショット出力）。
チャンネル表示（オート）の時、各チャンネル終了時に５００ｍｓ幅のパルスを出力します

１２．Ｆ．Ｇ． フレームグランド（アース）を接続します。
１３．電源
１４．電源

本機の電源入力端子です。
ＡＣ８５Ｖ～２６４Ｖを接続してください。

１５．ＧＮＤ
１６．ＯＵＴ

停止信号出力（Ｎｃｈオープンドレイン保持出力）。
チャンネル表示を（オート）から（マニュアル）に切り換えた時に出力します。
また、チャンネル表示（オート:１ターン）の終了時に出力します。

１７．ＧＮＤ
１８．ＯＵＴ

切断信号出力（Ｎｃｈオープンドレイン１ショット出力）。
パルス幅設定方法はＰ.１５「モード０２」参照。

１９．ＴＸ＋（Ｔ／Ｒ＋）
２０．ＴＸ－（Ｔ／Ｒ－）
２１．ＲＸ＋
２２．ＲＸ－

ＲＳ－４８５通信端子です。
２線式の時は、１９，２０に接続します。

- 7 -６．入出力回路の構成
センサ入力

図③

ZS1012

2
Ａ相104

ZS1012

ZBF253S

104

ZS1012

1
Ａ相

104

AM26C32CD

150

ZBF253S
3Ｂ相ZBF253S
4Ｂ相AM26C32CD

150

ZBF253S
5Ｚ相ZBF253S
6Ｚ相AM26C32CD

150

ZBF253S

リセット入力図④

1SS3559330
ZBF253S

10
GND

TLP181

ZS1012

RESET

470
104

1SS355ZBF253S

図⑤

330
1

6

3

4

5

104

2SK1062
DGS(Nch FET)- 8 -

ZS1033

出力回路終了，停止，切断
16
18
11
10
GND

15
GND

17
GND

７．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）はＰ.１０表２の設定値となっています。
モード設定明細表
使用条件
換算値

表１
単位
μｍ

備
考
スケーリング（１／４パルス）（(モード呼出：“SHIFT”を押しながら“MODE”を２秒以上ＯＮ、後“SHIFT”ＯＮでモードＮｏ．ＵＰ)
設定変更箇所にはチェック欄に印を付けてください
Ｎｏ ﾁｪｯｸ (上段表示：長さまたは数量表示 下段表示：ＳＶ値またはチャンネル表示)００
換算値
00.0000 ～ 99.9999 (μm)
ＳＶ値変更ﾀｲﾐﾝｸﾞ 0:即
1:現在の切断出力後Ｚ相ｸﾘｱ
0:使用しない 1:使用する
ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ設定
0:1秒押しﾘｾｯﾄ 1:3秒押しﾘｾｯﾄ
０１
ﾘｾｯﾄ切断設定
0:出力しない 1:出力する
電源投入時表示選択 0:0表示
1:ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ表示
小数点位置
0:0
1:0.0
2:0.003:0.000
0:20ms 1:30ms
2:40ms
3:50ms4:100ms０２
切断出力設定5:200ms 6:300ms 7:500ms 8:750ms 9:1s０３

0:SV値表示
1:ﾁｬﾝﾈﾙ表示(ﾏﾆｭｱﾙ)
下段表示ﾓｰﾄﾞ選択 2:ﾁｬﾝﾈﾙ表示(ｵｰﾄ:1ﾀｰﾝ) 3:ﾁｬﾝﾈﾙ表示(ｵｰﾄ:ｴﾝﾄﾞﾚｽ)
4:SV値表示(通信)＜通信オプション＞
通信ﾕﾆｯﾄ番号設定
ﾎﾞｰﾚｰﾄ選択
ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ設定
０４
ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ選択
ｳｪｲﾄ時間00 ～ 99
0:1200bps 1:2400bps 2:4800bps 3:9600bps
0:7ﾋﾞｯﾄ
1:8ﾋﾞｯﾄ
0:無し
1:奇数
2:偶数
0:20ms 1:30ms
2:40ms
3:50ms
4:75ms5:100ms 6:200ms 7:300ms 8:400ms 9:500ms）
各表示桁の下のスイッチで変更
Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ－ － －－ － － － －－－ － － －
－ －
－ － －
－ － －
－ －
－ － － －－
－ － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － －
－ －
－ － －
－ － －
－ －
－ － － －－
－ － － － －＜初期化＞
RESET キーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化後、各設定値は表２のとおりになります。
＜注意＞
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。（表１参照）※ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は、上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 9 -

表２
初期設定値（モード設定）
モードＮｏ．
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
００
０
１
０
０
０１
０
０
０
０
０２
－
－
－
－
０３
－
－
－
－
０４
０
０
３
１

Ｋ
０
０
－
－
０

Ｌ
０
１
０
０
３ （オプション）

初期設定値（チャンネル設定）
チャンネルＮｏ． Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
ＣＨ０－Ａ
０
０
１
０
ＣＨ０－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ１－Ａ
０
０
２
０
ＣＨ１－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ２－Ａ
０
０
３
０
ＣＨ２－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ３－Ａ
０
０
４
０
ＣＨ３－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ４－Ａ
０
０
５
０
ＣＨ４－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ５－Ａ
０
０
６
０
ＣＨ５－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ６－Ａ
０
０
７
０
ＣＨ６－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ７－Ａ
０
０
８
０
ＣＨ７－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ８－Ａ
０
０
９
０
ＣＨ８－ｂ
－
－
０
０
ＣＨ９－Ａ
０
１
０
０
ＣＨ９－ｂ
－
－
０
０

Ｋ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

Ｌ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０

０

ＳＶ値

－

－

- 10 -

１０

８．モード設定のしかた≪ モード設定の呼び出しかたとキー操作 ≫SHIFT キーを押しながら MODE キーを２秒以上押すとモード設定に入ります。
表３にしたがって操作をしてください。
表３
操作キー
SHIFT
を押しながら
MODE
を２秒以上

１

～

６

～

示

部

操

手

順

SHIFT キーを押しながら MODE キーを２秒以上押します。
上段表示に“－００－”と表示され「モード００」の設定となります。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
上段－ ０ ０ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ １．２ ３ ４ ５

1 ～ 6 のスイッチを押すと押した桁の数値を変更することが出来ます。
キーを押す毎に１ずつカウントアップします。
例えば１.２３４５と設定する場合は左図のとおりとなります。（白抜き部分の数値を変更）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ０ １ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ ０ ０ ０ ０ ０

６

作

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ０ ０ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ １．０ ０ ０ ０

上段

上段

SHIFT

１

表

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
上段－ ０ １ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ ０ １ １ １ ０

SHIFT キーを押します。
上段表示に“－０１－”と表示され「モード０１」の設定となります。
1 ～ 6 のスイッチを押すと押した桁の数値を変更することが出来ます。
キーを押す毎に１ずつカウントアップします。
例えば００１１１０と設定する場合は左図のとおりとなります。（白抜き部分の数値を変更）
同じ要領で「モード０４」までの設定をして
ください。

RESET

設定値を登録します。各設定が終了しましたら、このキーを押して登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。

設定中
SHIFT
を押しながらRESET

設定中に SHIFT キーを押しながら RESET キーを押すとモード設定から計測表示に戻ります。
この時、設定値の登録は行いませんので注意してください。

＜ 注意 ＞
１．チャンネル表示（オート）の時チャンネル設定の数量が０の場合、そのチャンネルはスキップ
され、順番を飛ばしますので注意してください。
２．小数点の表示は「モード０１」で設定されたものに連動して表示されます。
３．モード設定登録後１秒間は電源を切らないようにしてください。
（ＥＥＰＲＯＭにデータを書き込む時間）- 11 -

≪ どのモードを設定すればよいのか？ ≫１.入力１／４パルスの当たりの長さを決めたい
モード００（Ｐ.１３） 換算器（スケーリングデータ）の設定
２.リセットについて
ａ.ＳＶ値の変更時期を現在の設定で切断出力した後に変えたい
モード０１（Ｐ.１４） ＳＶ値変更タイミング
ａ.Ｚ相入力で表示をクリアしたい
モード０１（Ｐ.１４） Ｚ相クリア
ｂ.前面リセットスイッチの動作を１秒押しから３秒押しに変更したい
モード０１（Ｐ.１４） リセットスイッチ設定
ｃ.表示クリア時に切断出力を出したい
モード０１（Ｐ.１４） リセット切断設定
ｄ.電源投入時に表示を０にしたい
モード０１（Ｐ.１４） 電源投入時表示選択
３.切断出力の１ショット幅を変更したい
モード０２（Ｐ.１５） 切断出力設定
４.表示についてａ.表示に小数点をつけたい
モード０１（Ｐ.１４） 小数点位置の設定
ｂ.下段表示をＳＶ値からチャンネルに切り換えたい
モード０３（Ｐ.１６） 下段表示モード選択の設定
ｃ.チャンネル呼出をマニュアル（手動）からオート（自動）に変更したい
モード０３（Ｐ.１６） 下段表示モード選択
ｄ.チャンネル呼出を１周でストップからノンストップに変更したい
モード０３（Ｐ.１６） 下段表示モード選択
５.通信機能を使用したい
モード０３（Ｐ.１６） 下段表示モード選択
モード０４（Ｐ.１７） ＲＳ－４８５通信設定- 12 -

≪ 各モードの設定内容 ≫モードNo.

００

換算器（スケーリングデータ）の設定

上段
下段

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ０ ０ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
０ １．０ ０ ０ ０

モードＮｏ．

換算値
００.０００１～９９.９９９９（００.００００と設定した場合は１００．００００とみなします）［ 換算値 ］
スケーリングデータ（換算器）として働きます。このモードで１／４パルス当たりの長さを〔μｍ〕単位で設定してください。
（ハードで４逓倍しています）＜ 注意 ＞
換算値を変更すると現在の長さカウント値も変更されますので注意して下さい。
〔例〕１パルス当たり０.１２３４ｍｍのエンコーダを使用して表示したい場合は下記の設定となります。
０.１２３４ｍｍ

下段

０.０３０８５ｍｍ（１／４にします）

３０.８５００μｍ

Ｇ Ｈ Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

３

５

０

０

０．８

- 13 -

モードNo.

０１

Ｚ相クリア、リセットスイッチ設定、リセット切断設定、電源投入時表示選択、小数点位置の設定

上段
下段

Ａ Ｂ
－
Ｇ Ｈ
０ ０

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
０ １ －Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ０ ０ ０ １

モードＮｏ．

小数点位置
０：
０
１：
０.０
２： ０.００
３：０.０００
電源投入時表示選択
０：０表示
１：バックアップ表示
リセット切断設定
０：出力しない
１：出力する
リセットスイッチ設定
０：１秒押しリセット
１：３秒押しリセット
Ｚ相クリア
０：使用しない
１：使用する
ＳＶ値変更タイミング
０：即
１：現在の切断出力後［ ＳＶ値変更タイミング ］
ＳＶ値の変更をフラッシング表示の確定後すぐに行うか、現在のＳＶ値で一度出力した次から変更するかを設定します。
下段表示モードを変更した時、前回のＳＶ値は、クリアされます。
［ Ｚ相クリア ］
Ｚ相入力の立ち上がりエッジで表示を“０”に戻す機能です。
“使用する”を選択した場合、Ｚ相入力と端子台リセットは同じ動作となります。
使用しない場合は必ず「０」を選択してください。
［ リセットスイッチ設定 ］
前面リセットキーで上段に表示している値を“０”に戻す機能です。
１秒押しリセット：リセットキーを１秒以上押すとリセットされます。
３秒押しリセット：リセットキーを３秒以上押すとリセットされます。
上段表示が長さの時は現在の長さを“０”に戻します。
上段表示が数量の時は現在の数量を“０”に戻します。
停止信号の解除はこのリセット動作に関係なく１秒リセットです。
端子台リセットは長さのみを“０”に戻し、常に即リセットです。

- 14 -

［ リセット切断設定 ］
前面リセットキー入力による表示クリア時に切断出力を出す機能です。
フラッシング表示の確定時、停止信号の解除時には切断出力はされません。
出力幅は「モード０２」切断出力設定で設定することが出来ます。
［ 電源投入時表示選択 ］
電源投入時の表示を０にするか、ＯＦＦした時の状態を維持するかを選択してください。
ＳＶ値変更タイミングを現在の切断出力後に設定している場合、ＳＶ値を変更
した後、前回のＳＶ値で１度出力されますがそれまでに電源をＯＦＦすると、次に電源をＯＮした時、変更後のＳＶ値で立ち上がります。
［ 小数点位置 ］
小数点以下の表示桁を設定します。

モードNo.

０２

切断出力設定上段
下段

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ０ ２ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
０

モードＮｏ．

１ショット出力
０：20ms５：200ms
１：30ms６：300ms
２：40ms７：500ms
３：50ms
８：750ms
４：100ms
９： 1s［ １ショット出力 ］
計測値がＳＶ値に達した時に設定された幅のパルスを１度出力します。
※切断出力の出力間隔は必ず１００ｍｓ以上あけてください。
（例）１ショット幅を５００ｍｓで使用の場合、出力ＯＮからＯＮの間隔は
６００ｍｓ以上あけてください。

600ms以上
切断出力ON
切断出力OFF

500ms

500ms

100ms以上
間隔をあける- 15 -

モードNo.

０３

下段表示モード選択

上段
下段

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ０ ３ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
０

モードＮｏ．

下段表示モード選択
０：ＳＶ値表示
１：チャンネル表示（マニュアル）
２：チャンネル表示（オート：１ターン）
３：チャンネル表示（オート：エンドレス）
４：ＳＶ値表示（通信）：オプション［ 下段表示モード選択 ］
ＳＶ値表示：下段にＳＶ値を表示します。
ＳＶ値とは切断信号を出力する目標値のことをいいます。
チャンネル表示：下段にチャンネルＮｏ．を表示します。
（マニュアル） 計測表示で No. キーを押すとチャンネルＮｏ．を０ｃｈ～９ｃｈの順番で呼び出すことが出来ます。
※マニュアルの時、数量設定は無視されます。
チャンネル表示：設定したチャンネルを自動で呼び出す機能で０ｃｈ～９ｃｈまで（オート：１ターン） 番号順に切り換わり、ひととおり回れば停止信号を保持出力し機能を停止します。
各チャンネル終了毎に終了信号を1ショットで出力します。(500ms)
下段表示の６桁目にＡと表示されます。
チャンネル表示：設定したチャンネルを自動で呼び出す機能で０ｃｈ～９ｃｈまで（オート：エンドレス） 番号順に切り換わり、その動作をエンドレスで繰り返します。
各チャンネル終了毎に終了信号を1ショットで出力します。(500ms)
下段表示の６桁目にＥと表示されます。
※チャンネル設定の数量が０の場合、そのチャンネルはスキップされ、順番を飛ばします。
※チャンネル表示を選択の場合、Ｐ.２０チャンネル設定を使用する時を参照してください。
ＳＶ値表示：オプションで通信機能を使用する時に選択します。
（ 通 信 ） 表示はＳＶ値表示となり、通信により長さ、数量、ＳＶ値の読み込みが可能となります。
ＲＳ４またはＲＳ４Ｗタイプ付き以外では選択しないでください。
通信仕様は通信フォーマット（Ｐ.２３）を参照してください。

- 16 -

モードNo.

０４ＲＳ－４８５通信設定

上段
下段（オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ－ ０ ５ －Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
０ ０ ３ １ ０ ３

モードＮｏ．
注意：ＲＳ通信オプション付きのみ設定してください。
ウエイト時間０‥‥２０ｍｓ
１‥‥３０ｍｓ２‥‥４０ｍｓ
３‥‥５０ｍｓ
４‥‥７５ｍｓ

５‥‥１００ｍｓ
６‥‥２００ｍｓ
７‥‥３００ｍｓ
８‥‥４００ｍｓ
９‥‥５００ｍｓ

パリティビット選択
０‥‥無し
１‥‥奇数
２‥‥偶数
データビット設定
０‥‥７ビット
１‥‥８ビット
ボーレート選択
０‥‥１２００bps
１‥‥２４００bps
２‥‥４８００bps
３‥‥９６００bps
通信ユニット番号〔ＩＤ番号〕設定
００～９９※スタートビット・ストップビット：１ビット固定

通信ユニット番号〔ＩＤ番号〕：
メータに対してＩＤ番号をつけます。
通信を行うときはこのＩＤ番号を指定して行います。
ウエイト時間設定：
メータがデータを受信してから送信するまでの時間（切り換え時間）を設定します。
※ウエイト時間の誤差は±５ｍｓです。

- 17 -

９．ご使用前に必ず行ってください
ご使用になる前に初めて電源を入れる時は、 RESET キーを押しながら電源をＯＮしてください。
こうすることによって初期化され、停止信号が出力されます。
停止信号出力中にモード設定または、希望のＳＶ値を設定し停止信号を解除した時から、設定したＳＶ値で切断信号を出力すことが出来ます。
停止信号の解除は RESET キーを１秒押します。
リセットスイッチ設定を１秒押しリセットに設定している時、同時に表示もクリアされます。
リセットスイッチ設定を３秒押しリセットに設定している時、１秒後に停止信号が解除されそのまま押しっ放しにすると２秒後に表示がクリアされます。
※初期化を行わず使用した場合、切断出力の最初の１回目は希望のＳＶ値ではなく初期設定値で出力されますので注意してください。

１０．出力タイミングチャート
チャンネル表示（オート：１ターン）の場合
ＳＶ値
ＳＶ値
ＳＶ値
長さ表示値

0

ch0

ch1

ch2
最終チャンネル

0.1ms MAX
切断出力20ms MAX
終了出力

20ms MAX
500ms固定停止出力

保持※切断出力は長さ表示値がＳＶ値以上になった時に出力されます。
チャンネル表示（オート：エンドレス）の時、停止信号は出力されません。

- 18 -

１１．表示の切り換えかたとＳＶ値変更のしかた
上段表示
表示切換方法
長さ表示
長さランプ点灯SHIFT キーを押す

数量表示
数量ランプ点灯SHIFT キーを放した瞬間に長さ表示と数量表示を切り換えます。
※数量カウントが９９９９９９をこえると表示は０から再カウントします。
下段表示
下段表示はＳＶ値または、チャンネルＮｏ．のどちらを表示するか「モード０３」下段表示モード
選択で設定することが出来ます。
表示モードがチャンネル表示（マニュアル）の時、 No. キーを押すとチャンネルＮｏ．が０ｃｈ～９ｃｈの順番で切り換わります。（オートの時は、切り換わりません）
表示モードがチャンネル表示（オート／マニュアル）の時、 SV キーを押している間だけ、現在のチャンネルＮｏ．のＳＶ値設定を確認することが出来ます。
キーを離すとチャンネルＮｏ．を表示します。
但し、チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
表示モードがチャンネル表示（オート）の時、 Q'TY キーを押している間だけ、現在のチャンネル
Ｎｏ．の数量設定を確認することが出来ます。
キーを離すとチャンネルＮｏ．を表示します。
但し、チャンネルＮｏ．がフラッシング表示の時はキー入力できません。
※表示モードがＳＶ値の時、 No. ， SV ， Q'TY キーは６桁目、５桁目、４桁目のＳＶ値を変更致します。
ＳＶ値変更のしかた「モード０３」下段表示モード選択でＳＶ値表示を設定します。
各表示桁の下のスイッチ（１～６）を押すと数値を変更することが出来ます。
数値を変更するとＳＶ値がフラッシング表示します。（この時ＳＶ値はまだ変更されていません）
ＳＶ値がフラッシングした状態で RESET キーを押すと確定されＳＶ値を変更し、通常表示に戻ります。
※チャンネル表示（オート／マニュアル）からＳＶ値表示に切り換えた時はＳＶ値表示していた時のＳＶ値が表示されます。
※ＳＶ値を０と設定する事は出来ませんので必ず０以外の数値を入力してください。
（小数点は表示に連動）※ＳＶ値登録中に切断出力が出る場合は、出力バラツキ誤差（０.１ｍｓ以内）が変動する場合がありますので注意してください。
※ＳＶ値登録後１秒間は電源を切らないようにしてください。
（ＥＥＰＲＯＭにデータを書き込む時間）！
ＳＶ値変更タイミングを現在の切断出力後に設定している場合、ＳＶ値登録後、前回のＳＶ値で１度切断出力されますが、それまでに電源を切ると、バックアップ表示でもう一度電源を入れた時、新しいＳＶ値で立ち上がりますので切断出力は場合によっては、電源ＯＮと同時に出力される可能性があります。
- 19 -

１２．チャンネル設定を使用する時
チャンネル設定を使用する時は、①．チャンネル設定で０ｃｈ～９ｃｈにＳＶ値または、数量の設定をしてください。
※ＳＶ値を００００００と設定する事は出来ませんので必ず０００００１以上の数値を入力
してください。（小数点は表示に連動）
数量を００００と設定したチャンネルは、スキップされ順番を飛ばします。
※０ｃｈ～９ｃｈまで全て数量を００００にした場合、下段表示モードをチャンネル表示（オート）にすると停止信号を解除できなくなり切断信号は出ませんので注意してください。
※チャンネル設定登録後１秒間は電源を切らないようにしてください。
（ＥＥＰＲＯＭにデータを書き込む時間）②．チャンネル表示をマニュアル（手動）でするかオート（自動）でするかを「モード０３」で設定します。
※下段表示モードを切り換えた時、チャンネルは必ず０ｃｈからスタートします。
③．チャンネル表示（マニュアル）の時、本数設定は無視されＳＶ値設定のみ有効となります。
④．下段表示モードを（オート）に切り換える時は、必ず停止中に設定してください。
モード設定後、停止信号が出力され解除すると同時にオートスタートとなります。
下段表示の６桁目に１ターンの場合はＡ、エンドレスの場合はＥと表示されます。
⑤．チャンネル表示（オート）の時、チャンネル設定値を変更することは出来ませんので、変更時は必ず（マニュアル）にするか、ＳＶ値表示にしてから行ってください。
※下段表示モードを切り換えた時は停止信号を出力します。
停止信号出力中にＳＶ値または、チャンネルＮｏ．を変更し、リセットキーで停止信号を解除すると表示しているＳＶ値または、チャンネルＮｏ．で切断信号が出力されます。
⑥．チャンネル表示（オート：エンドレス）を選択すると０ｃｈ～９ｃｈまでを連続で繰り返し
呼び出します。
この時、各チャンネル終了毎に終了信号（１ショット ５００ｍｓ）を出力します。
チャンネル表示（オート：１ターン）を選択すると同じく、各チャンネル終了毎に終了信号（１ショット ５００ｍｓ）を出力し、最終チャンネルの終了と同時に停止信号を出力します。（リセットキーで停止信号を解除すると再び１ターンの動作を行います）＜ 注意 ＞
下段表示モードの切り換えは、必ず停止中に行ってください。

- 20 -

１３．チャンネル設定
SHIFT キーを押しながら CH キーを２秒以上押すとチャンネル設定に入ります。
表４にしたがって操作をしてください。
ＳＶ値の設定範囲は「０００００１～９９９９９９」です。（小数点は表示と連動）
設定値の変更は必ず下段表示モードがＳＶ値または、チャンネル表示（マニュアル）の時のみ可能です。
チャンネル表示（オート）の時は設定値を変更することは出来ません。
表４
操作キー
SHIFT
を押しながら
CH
を２秒以上

表

示

部

操

～

６

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
Ｃ Ｈ ０ － Ａ
Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ ０ １ ２ ３ ４

1 ～ 6 のキーを押すと押した桁のＳＶ値を変更することが出来ます。
キーを押す毎に１ずつカウントアップします。
例えば１２３４と設定する場合は左図のとおりとなります。（白抜き部分の数値を変更）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
Ｃ Ｈ ０ － ｂ
Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段
０ ０ ０ ０SHIFT キーを押します。
上段表示に“ＣＨ０－ｂ”と表示され０チャンネルの数量設定となります。

Ａ Ｂ Ｃ
Ｃ Ｈ
Ｇ Ｈ Ｉ
下段
０

1 ～ 6 のキーを押すと押した桁の数値を変更することが出来ます。
キーを押す毎に１ずつカウントアップします。
例えば７８９と設定する場合は左図のとおりとなります。（白抜き部分の数値を変更）

上段
１

～

４

SHIFT

順

SHIFT キーを押しながら CH キーを２秒以上押します。
上段表示に“ＣＨ０－Ａ”と表示され０チャンネルのＳＶ値設定となります。

上段

SHIFT

手

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
Ｃ Ｈ ０ － Ａ
Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ ０ １ ０ ０ ０
上段

上段
１

作

Ｄ Ｅ Ｆ
０ － ｂ
Ｊ Ｋ Ｌ
７ ８ ９

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
上段
Ｃ Ｈ １ － Ａ
Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ
下段 ０ ０ ０ ２ ０ ０

SHIFT キーを押します。
上段表示に“ＣＨ１－Ａ”と表示され１チャンネルのＳＶ値設定となります。
同じ要領で９チャンネルまでの設定をして
ください。

RESET

設定値を登録します。各設定が終了しましたら、このキーを押して登録してください。
登録終了後、計測表示に戻ります。

設定中
SHIFT
を押しながらRESET

設定中に SHIFT キーを押しながら RESET キーを押すとチャンネル設定から計測表示に戻ります。
この時、設定値の登録は行いませんので注意してください。

＜ 注意 ＞
１．チャンネル設定のＳＶ値を００００００と設定する事は出来ませんので必ず０００００１以上の数値を入力してください。
２．チャンネル設定の数量が００００の場合、そのチャンネルはスキップされ、順番を飛ばします。
３．小数点の表示は「モード０１」で設定されたものに連動して表示されます。
- 21 -

１４．リセットキー及びリセット入力の動作説明（必読）（１）表示クリア・前面 RESET キーにより現在表示しているカウント値をクリアします。（長さ、数量個別）
・端子台リセット入力は長さのカウント値をクリアします。
※数量のクリアはこのキー入力でのみ可能となります。
※表示クリア時に切断出力を出す場合はこのキー入力でのみ可能となります。
（停止出力中は表示クリア時でも切断信号は出力されません）※前面 RESET キーで表示をクリアする場合は、カウント中にリセットをかけると誤差が発生しますので、必ず止まっているときにリセットしてください。
（端子台リセットの場合は除く）（２）停止信号の解除
・「モード０３」チャンネル表示（オート：１ターン）に設定している時、最終チャンネルの終了と同時に停止信号が出力されますが、停止信号の解除は前面 RESET キーのみで行います。
下段表示モードを変更した時も同様です。
・停止信号出力中は切断信号は出力されません。
・停止信号出力中に端子台リセット入力またはＺ相入力があった場合、表示値をクリアし停止信号は解除されません。
・停止信号出力中にＳＶ値またはチャンネルを変更すると表示がフラッシングしますが、この状態で前面 RESET キーを押すとＳＶ値またはチャンネルが変更され、そのまま押しっ放しにすると１秒後に停止信号の解除または、表示クリアされます。
・停止信号の解除は「モード０１」リセットスイッチ設定で設定されたリセット動作に従います。
（３）フラッシング表示の確定・ＳＶ値を変更すると、表示がフラッシングしますがこの時、ＳＶ値の変更はされていません。
フラッシング状態で前面 RESET キーを押すと確定されＳＶ値が変更されます。
・チャンネル表示（マニュアル）の時、チャンネルＮｏ．を変更すると表示がフラッシング
しますがこの時、チャンネルＮｏ．の変更はされていません。
フラッシング状態で前面 RESET キーを押すと確定されチャンネルＮｏが変更されます。
（４）Ｚ相クリアと端子台リセット入力の関係
・「モード０１」Ｚ相クリアで“使用する”を選択した場合、Ｚ相入力により長さのカウンタ値
がゼロクリアされます。
※この場合、Ｚ相入力及び端子台リセット入力は同じ動作となります。

１５．停止信号の動作説明
停止信号は初期設定時または、下段表示モードを変更した時に出力されリセットキーにより解除するまでは切断信号は出力されません。
停止信号出力中にＳＶ値または、マニュアルでチャンネルを変更すると、ＳＶ値変更タイミングには関係なく、切断信号は停止信号を解除後、１回目の出力から変更後の設定値で出力されます。
ＳＶ値変更タイミング「モード０１」“即”に設定するとフラッシング表示の確定と同時にＳＶ値が変更されます。
“現在の切断出力後”に設定するとフラッシング表示の確定後、１回目は変更前のＳＶ値で切断出力され、２回目から変更後のＳＶ値で切断出力されます。

- 22 -

１６．通信フォーマット

（オプションＲＳ４／ＲＳ４Ｗタイプ付き）（１）通信仕様①信 号 レ ベ ル：ＩＥＥ ＲＳ－４８５準拠
②通

信

方

式：ＲＳ４タイプ
２線式（半２重通信方式）
ＲＳ４Ｗタイプ ４線式（半２重通信方式）③通 信 速 度：１２００ｂｐｓ／２４００ｂｐｓ／４８００ｂｐｓ／９６００ｂｐｓ（ボーレート） 「モード０４」で設定（Ｐ.１７参照）④スタートビット：１ビット固定⑤ストップビット：１ビット固定⑥デ ー タ ビ ッ ト：７ビット／８ビット「モード０４」で設定（Ｐ.１７参照）⑦パリティビット：無し／奇数／偶数「モード０４」で設定（Ｐ.１７参照）⑧通 信 Ｉ Ｄ 番 号：通信先（メータ）を００～９９で設定（ユニット番号） 「モード０４」で設定（Ｐ.１７参照）⑨通 信 コ ー ド：ＡＳＣＩＩ（アスキー）コード⑩ウエイト時間：２０ｍｓ～５００ｍｓ（±５ｍｓ）の１０段切り換え「モード０４」で設定（Ｐ.１７参照）（２）端子接続

１７

１８

RS4W（４線式）
RS4 （２線式）

１９
２０
２１
TX+
TXRX+
T/R(+) T/R(-)

２２RX-（３）通信フォーマット
表６
送信コマンドデータ

→

←

Ｃ

受信データ

長さリード

＠□□ＲＤＴ△△ Ｒ

＠□□◇◇＋＊＊＊＊＊＊△△ＣＲ

数量リード＠□□ＲＣＴ△△ＣＲ

＠□□◇◇＋＊＊＊＊＊＊△△ＣＲ

ＳＶ値リード＠□□ＲＰ１△△ＣＲ＠□□◇◇＋＊＊＊＊＊＊△△ＣＲ

オールリセット＠□□ＲＳＴ△△ＣＲ

＠□□◇◇△△ＣＲ

ステータスリセット(エラーリセット)＠□□ＲＥＲ△△ＣＲ＠□□◇◇△△ＣＲ※必ず通信コマンドの先頭に "＠" 、最後に "ＣＲ" をつけてください。
送受信データの小数点は、「モード０１」の小数点位置設定にしたがいます。

- 23 -

（４）各命令の制御①長さリード：現在の長さ（カウント値）を読み込みます。
②数量リード：現在の数量（カウント値）を読み込みます。
③ＳＶ値リード：現在のＳＶ値（目標値）を読み込みます。
④オールリセット：現在のカウント値（長さ、数量）をリセットします。
⑤ステータスリセット：ステータス（通信エラー）をリセットします。通信エラーは一度発生すると、このコマンドでリセットするまで保持します。
（コマンド不正・チェックサムエラーは保持しません）（５）通信フォーマットの各コード①□□：ＩＤ番号
通信先のメータのＩＤ番号（００～９９）を指定します。

②○○○○○○：送信データ
メータに送りたいデータ値（ＳＶ値）を入力します。
"＋" 符号の後に、６桁の数値のみを入力してください。
小数点は、「モード０１」の小数点位置設定に従います。

③＊＊＊＊＊＊：受信データ
メータより返送されたデータ値（カウント値またはＳＶ値）で、６桁の数値のみです。
小数点は、「モード０１」の小数点位置設定の位置にあるものとして、処理してください。

④△△：チェックサム
必ずコマンドデータの終わりに付けてください。
送信コマンドデータのキャラクタコード（ＡＳＣＩＩコード）をすべて加算した
結果の下位２桁がチェックサムとなります。
＜チェックサムの算出例＞
送信コマンドデータは、次のようになります。
通信先メータのＩＤ番号が "０１" で、長さリードの場合
長さリード" ＠０１ＲＤＴ△△ＣＲ "↑このコマンドデータがチェックサムの対象となります。

"＠" ＋ "０" ＋ "１" ＋ "Ｒ" ＋ "Ｄ" ＋ "Ｔ"
(40H)
(30H)
(31H)
(52H)
(44H)
(54H) ←ASCIIコード＝（１８Ｂ）←この下位２桁 "８Ｂ" がチェックサムとなります。
したがって送信コマンドデータは"＠０１ＲＤＴ８ＢＣＲ"- 24 -となります。

⑤◇◇：ステータス
２バイトの文字列で表記し、受信時のみに付加します。
メータの状態、および通信エラーを表します。
ステータスの種類は下記のとおりです。
ｂ７：空
ｂ６：空
ｂ５：空
ｂ４：空
ｂ３：オーバーランエラー
ｂ２：パリティーエラー
ｂ１：空
ｂ０：コマンド不正・チェックサムエラー

ｂｉｔ２，３，の通信エラーは一度発生すると ステータスリセットコマンド "ＲＥＲ" でステータスをクリアするまで保持します。
・ステータス（例）ステータスが "０Ｃ" の場合"０Ｃ" は１６進を文字列に置き換えています。
これを１６進数として扱い、２進数に変換すると
bit7

bit6

bit5

bit4

bit3

bit2

bit1

bit0

０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ Ｂとなります。（末尾 "Ｂ" は２進数の意）
よって次の状態が分かります。
・ｂｉｔ２に "１" が立っているのでパリティエラーが過去に発生。
・ｂｉｔ３に "１" が立っているのでオーバーランエラーが過去に発生。
（６）内部回路
ＲＳ－４８５（２線式）

ＲＳ－４８５（４線式）

19
TX+/RX+

TX+
TX-

TX
20

TX-/RX-

19
TX
20
RX
21
RX+
RX-

RX
22

- 25 -

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＣＵ－６８０－ＲＳ４（Ｗ）＊＊
通信サンプルプログラム＊＊＊＊ 言語：Ｎ８８ＢＡＳＩＣ（ＭＳ－ＤＯＳ版）＊＊ 使用機種：ＰＣ－９８０１ＢＸ３（486SX 33MHz） ＊＊ RS-232,485変換器：ＭＳＣ－０８＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊CLS
CONSOLE 0,25,0,1:WIDTH 80,25

画面初期化

OPEN "COM:N81NN" AS #1

通信初期化(ﾃﾞｰﾀ8ﾋﾞｯﾄ、ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ1、ﾉﾝﾊﾟﾘﾃｨ)
ＲＴＳ ＯＮ 受信モード

XXX=20000:YYY=1500:INCNT=500:CR$=CHR$(13)変数（数、文字）*MAIN

メインルーチンFOR I=0 TO XXX:NEXT

送信間隔タイマー

TXDAT$="@00RDT8A"

送信コマンドセット

GOSUB *RSSND

送信GOSUB *RCVCK

返信データ受信IF RSBUF$="" THEN *ER

返信データ

IF LEN(RSBUF$)<>13 THEN *ER

返信データ長COLOR 4:PRINT TIME$+"--> "+RSBUF$+" .OK."

チェック
チェック

受信データ表示GOTO *MAIN*ER

エラールーチンCOLOR 2:PRINT TIME$+"--> "+RSBUF$+" .NG."

エラー表示

GOTO *MAIN*RSSND

送信ルーチンPRINT #1,TXDAT$;

データ送信

FOR I=0 TO YYY:NEXT I
PRINT #1,CR$;

キャリッジリターン送信

RETURN*RCVCK

返信データ受信ルーチン

RSBUF$=""

受信バッファクリア- 26 -

560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810

CNT=INCNT
CNT=CNT-1
IF CNT<1 THEN RETURN
BUF=LOC(1)IF BUF<1 THEN 580
RX$=INPUT$(1,#1)
IF RX$<>"@" THEN 580

返信データヘッドチェック

RSBUF$=RSBUF$+RX$
CNT=CNT-1
IF CNT<1 THEN RETURN
IF LOC(1)<1 THEN 690
RX$=INPUT$(1,#1)
IF RX$=CR$ THEN RETURN

返信データ受信
返信データ終了チェック

RSBUF$=RSBUF$+RX$
GOTO 690

END- 27 -

１７．外観寸法図

144

123

長さ

停止
切断

パネルカット寸法
+1.0

+0.7

138 -0.0- 28 -

68 -0.072

数量

１８．指示計（メータ）の取り付けかた
メータの取り付けかた
１．

パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。

・板厚０.８mm～４.０mmのパネルに取り付け出来ます。

２．
・ケースの左右に、取付金具を２個取り付けてください。
① 取り付け金具の固定箇所（Ａ）を
丸い金属の凸部に入れます。
（斜めに取り付けます。）② 取り付け金具の固定箇所（Ｂ）を
丸い金属の凸部に入れます。
（固定箇所（Ａ）を中心に回転させます。）Ｂ ①
Ａ・取付金具のネジをマイナスドライバ
等で回し、しっかりメータを取り付
けます。

②

ケースへの
の固定箇所（Ａ）

マイナスドライバー等

前
ケースへの固定箇所（Ｂ）- 29 -

回転させる

後

１９．ノイズ対策について
ノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.９参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて設定を行ってください。
（１）電源は動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３を用意しております。）（２）センサコードにシールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバータなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤ（Ｆ.Ｇ.）に接続させない方が良い場合もあります（メータを完
全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、
図⑥のようにノイズフィルタをご使用ください。
※

メ-タ-本体ノイズフィルタは、別途用意しております。
ノイズフィルタ

電源

短くツイストする
必ずア-スする

図⑥（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図⑦

図⑧
金属配管

センサコ-ド電力線または動力線
同一配管はしないでください（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、
図⑨のようにスパークキラーを入れて対策
ください。

ア-ス接地
接近する場合、配管する

図⑨
スパークキラー
CR-10201又はNSKG115接点アクチュエータ

（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら別途取扱店または弊社へご連絡ください。

- 30 -

- 31 -

S

S

S

S

6 5 4 3 2 1 R

キースイッチテスト

表示テスト

全ドット点灯全LED点灯

S

S

入力テスト

初期化

RESET を押しながら電源ＯＮ

1
2
3
4
5
6
R
S

1／MODEキー
2／CHキー
3キー
4／Q'TYキー
5／SVキー
6／No.キーRESETキーSHIFTキー

1 切断出力3 停止出力5 終了出力

出力テスト

SS※ オートチャンネル呼出の時、設定値の変更は出来ません。
C H 0 - A 0 0 1 0 0. 0 ０ｃｈ：ＳＶ値設定
0 0 0 0 ０ｃｈ：数量設定
C H 0 - b
C H 1 - A 0 0 2 0 0. 0 １ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 1 - b
0 0 0 0 １ｃｈ：数量設定
C H 2 - A 0 0 3 0 0. 0 ２ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 2 - b
0 0 0 0 ２ｃｈ：数量設定
C H 3 - A 0 0 4 0 0. 0 ３ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 3 - b
0 0 0 0 ３ｃｈ：数量設定
C H 4 - A 0 0 5 0 0. 0 ４ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 4 - b
0 0 0 0 ４ｃｈ：数量設定
C H 5 - A 0 0 6 0 0. 0 ５ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 5 - b
0 0 0 0 ５ｃｈ：数量設定
C H 6 - A 0 0 7 0 0. 0 ６ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 6 - b
0 0 0 0 ６ｃｈ：数量設定
C H 7 - A 0 0 8 0 0. 0 ７ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 7 - b
0 0 0 0 ７ｃｈ：数量設定
C H 8 - A 0 0 9 0 0. 0 ８ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 8 - b
0 0 0 0 ８ｃｈ：数量設定
C H 9 - A 0 1 0 0 0. 0 ９ｃｈ：ＳＶ値設定
C H 9 - b
0 0 0 0 ９ｃｈ：数量設定
R 設定値登録S を押しながら R ＯＮで設定値登録せず

計測表示（数量表示）S

S

S

S

電源投入時表示選択･小数点位置

通信ユニット番号設定・ボーレート選択・

0 切断出力設定
0 下段表示選択

モードNo. 初期設定値

R 設定値登録S を押しながら R ＯＮで設定値登録せず

ウエイト時間0 4 0 0 3 1 0 3 データビット設定・パリティビット選択・

0 2
0 3

0 1 0 0 0 0 0 1 リセットスイッチ設定・リセット切断設定･ＳＶ値変更タイミング・Ｚ相クリア･

0 0 0 1. 0 0 0 0 換算値（１／４パルス μｍ）

S を押しながら 1 を２秒以上ＯＮ

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S を押しながら 2 を２秒以上ＯＮ

電源ＯＮ

計測表示
（長さ表示）

・センサ入力でカウント
アップ
・Ａ相，Ｂ相を入れ換えるとカウントダウン・マイナス表示は左ＬＥＤ
全灯・リセット入力で表示０

このモードからぬける場合は、ながら電源ＯＮ
電源を切ってください。

SHIFT を押し

電源ＯＦＦ

２０．テストモードと設定メニュー

テストモードは表示、キー入力、各入出力が正常であるかを確認するモードです。
何らかの原因で、正常動作しなくなった時、このモードで各動作確認をしてください。