Vol.98 Winter ２０17-1

発がんリスクと診断方法
日本人の2人に1人はかかると推計されているほど、国民次に、2015年3月米国オンライン科学 誌 PLOS ONEに病とも言える「がん」ですが、職場環境や生活習慣の改善に体長1mm程度の線虫が、がんを識別できるという研究結果よりそのリスクはある程度低減されることは分かっています。

が報告されています。
これは九州大学大学院理学研究院

日本人のがん検診受診率は、年々上昇していますが、生物科学部門広津研究室の研究で、がん患者の尿には線虫2013年の統計では、40%前後でした。がん検診受診率のが集まり、健常者の尿には忌避行動を示すものです。感度増加には、男女間・地域間での差、胃や大腸など部位ごと（がん患者をがんと診断できる確率）は95.8%、特異度（健常に受診しなければならない等、課題もあります。

者を健常者と診断できる確率）は95.0%と信頼性が非常にがんになる要因としては、一部遺伝性によるがんも存在しますが、ほとんどは生活習慣によるものだと考えられていま高いことが分かっています。
さらに通常では見つけづらい、早期がんでも感度が低下しないという特徴もあります。

す。喫煙が要因として大きく、喫煙者は非喫煙者に比べ、さらに、Scientiﬁc Reportsに発表された研究報告による1.5倍ものリスクがあります。2007年6月に策定された「がんと、イタリアのコンスタンツ大 学がキイロショウジョウバエも対策推進基本計画」では、たばこ対策ががんの予防のためがん細胞を識別できるほど鋭い嗅覚機能を有していることの重要な施策として位置づけられています。2013年の喫煙が分かっています。
におい分子がハエの触覚表面に分布し率は、男性32.2%、女性8.2%で、1995年の男性約50%、ている嗅覚神経のレセプターに結合すると、その細胞の中女性約10%と比較すると、減少傾向にあります。
たばこには、にあるカルシウム濃度が変化するため、これをカルシウムイメーニコチン、タール、一酸化炭素の有名な3大有害物質が含ジング法により観測するようです。

まれています。他にもベンゼン、カドミウム、ホルムアルデヒド

線虫やハエであれば、これまでより安価に行えるだけで等、発がん物質（発がんの疑いも含む）は、50種類を超えるなく、診断に要する時間も早くなります。
また、生理的な行動と言われています。

によるものなので、感度や特異度も良くなる上、尿1滴で良い食生活においては、塩分の取り過ぎで胃がん、刺激の強いもので食道がんのリスクが高まりますし、大量の飲酒もリスクを高めます。肝炎ウィルスによる肝臓がんやピロリ菌のであれば、受診人数も増加することが期待されます。
動物や虫、新しい技術により、がんによる死亡者が激減する日も遠くないかもしれません。

による胃がん、ヒトパピローマウィルスによる子宮頸がんなど、ウィルスや細菌からなるがんもあります。
がんによる死亡を防ぐには、上述した原因を取り除くことが大切ですが、早期発見・早期治療も必要不可欠です。
現在、一般的に行われているがんの判定には、腫瘍マーカー、CT・MRI・PET等の画像診断、触診、内視鏡、病理診断等が行われていますが、近年、動物や虫を使った診断に注目が集まっています。
まず思い浮かぶのが、がん探知犬です。がん探知犬の研究は90年代からアメリカで始まり、今では日本にもがん探知犬が存在しています。
今後のがん探知犬育成に期待しつつ、がん探知犬がどのような臭いに反応しているのか分かれば、更なる発展が期待できそうです。

〈参考〉・厚生労働省HP
http://www.health-net.or.jp/tobacco/risk/rs180000.html
・がんの統計 15
http://ganjoho.jp/data/reg̲stat/statistics/brochure/2015/c
ancer̲statistics̲2015̲ﬁg̲J.pdf
・国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
http://ganjoho.jp/reg̲stat/statistics/stat/screening.html
・九州大学大学院理学研究院生物科学部門

広津研究室

http://hirotsulab.org/about.html
・More than apples and oranges - Detecting cancer with afruit ﬂy's antenna
http://www.nature.com/articles/srep03576

学会発表報告第56回 日本労働衛生工学会

第37回 作業環境測定研究発表会

1,2-酸化ブチレンの測定手法に関する検討○中村 亜衣、海福 雄一郎、有本 雄美（株）
ガステック
1,2-酸化ブチレン（以下BO）は、1,1,1-トリクロロエタン現象が確認された。捕集後の捕集管の保存安定性は冷の安定剤、農薬・医薬の原料、皮革加工の用途で用いら暗所（25℃）で6日まで良 好な保 存 率（ 1 0 0±1 0 % 以 内 ）れている。TLV-TWAは未設定であり、GHS分類ではが 得られた。上 記の結 果より低 温・低 湿 環 境 下では回発がんのおそれの疑いがある区分2である。BOの測定収率が低下する現象が確認されたが、この範囲を除く環手法を検討するに当たり、すでに特化物に指定され、類境下において本法は個人ばく露測定や作業環境測定に似構造を持つ酸化プロピレンの測定方法・有害性情報適用できると考える。本検討は厚生労働省委託事業「職場を参考にした。
また、BOの評価値として酸化ブチレンのにおける化学物質のリスク評価事業」において実施された管理濃度2 ppmを採用した。捕集管は球状活性炭管ものである。

Cat.No.258-20、脱着溶媒は二硫化炭素1 mLを用いた。

表1． 1,2-酸化ブチレン脱着率試験結果

脱着率は表1のようになり、良好な結果が得られた。添加回収率試験は、個人ばく露測定を想定して吸引流量を100 mL/minで、捕集時間を4時間と捕集条件を定め行った。その結果、表2のような良好な結果が得られた。
また、本手法の定量下限値は0.026 µg/サンプルであり、個人ばく露測定を想定した場合0.0004 ppm（24 L捕集）、作業環境を想定した場合0.009 ppm（1 L捕集）であった。測定環境の環境条件を変化させて回収率の調査を行った結果、環境温度を0〜40℃、環境湿度をR.H.<3%〜90%の範囲において、低温（5℃）低湿度環境下（R.H.<10%）では回収率が20〜70%となり低下する濃度（ppm）

脱着率（%） n=3MeanSDRSD（%）

2102.2

6.2

6.00.002

98.1

11.711.9

表2． 1,2-酸化ブチレン添加回収率
濃度（ppm）

回収率SD0.4

RS4

平均90.1

298.9

2.2

2.2

0.002

101.0

4.0

3.90.4

シンポジウムISO 17621：2015（検知管）
規格制定までの経緯について
海福 雄一郎（株）
ガステック【はじめに】
検 知 管に関 する国 際 規 格であるI S O 1 7 6 2 1：2 0 1 5
Workplace atmospheres -- Short term detector
tube measurement systems -- Requirements and

警報器 工業会等にアドバイスを求め活動に反映させた。
【国際会議の主要議題と対応】
2回目までの会議までに多くの項目に関して国内規格と整合を取ることができた。

test methods はドイツより提案され、TC146/SC2/WG9

最終の国際会議では最重要課題である精度要件（不にて審議、2015年9月に制定された。国内メーカ2社は審確かさの算出式が緩すぎる点）について多くの時間を費議機関へ登録を行い、エキスパートとして計3回の国際会やした。2007年に同じTC146で制定となった「ISO20988

議へ参加した。

空気質-測定の不確かさ推定のためのガイドライン」に基【TC146/SC2/WG9の構成とサポート体制】

づいて整合するよう強く主張し、最終的には受け入れられメンバー（Participating member）は議長（独）、米国た。最終国際規格案（FDIS）投票後、2015年9月15日に国立労働安全衛生研究所、統計学専門家、ドイツ検知管国際規格として発行された。
メンバーとの情報共有や現地メーカなど6〜7名。
日本側はエキスパート2名、サポート体

プレゼン、食事や休憩時の直接コミュニケーション等が制として技術担当者1名、通訳2名が帯同。各原案の段議論を有利に進める上で重要な因子となった。

階で（公社）
日本作業環境測定協会や（公社）
日本保安

国内事業に密接に関連する国際規格に関しては業界全用品協会、（ 一財）産 業 環 境 管 理 協 会、産業用ガス検知体でサポート体制を組んで対応していくことが重要と考える。

新 製 品 紹 介●ベンゼン検知管 No.121TP
この製品は作業環境測定用としてご使用いただける検知管です。ベンゼンは特定化学物質に指定されており、発がん性が指摘されています。また、作業環境評価基準において、管理濃度が1 ppmと定められています。
TPシリーズは、電動吸引により、10分間の連続サンプリングをおこなう検知管です。測定には自動ガス採取装置GSPシリーズとあわせてご使用下さい。

目盛範囲

0.1〜5 ppm

測定範囲

0.1〜14.5 ppm

通気速度

100 mL/min（基準），50 mL/min

測定時間10分

測定回数

1箱5回分

有効期間2年（冷暗所保管）

定3,000円

価●tert-ブチルメルカプタンNo.75LN
これまで販売しておりましたtert-ブチルメルカプタン用検知管No.75Lは、検知剤に水銀化合物を使用しておりましたが、水銀を含まない検知管No.75LNが開発されました。検知管No.75LNは温湿度の補正が必要です。詳細は製品の取扱説明書をご参照ください。

目盛範囲

1〜15 mg/m 3

測定範囲

0.5〜39 mg/m 3

吸引回数

1/2，1（ 基準），2回

測定回数

1箱10回分

有効期間

2年（冷蔵庫保存）

定2,300円

価

学 会・展 示 会 情 報
第 44 回 建築物環境衛生管理全国大会
期間：2017年1月19日
（木）
〜 20日
（金）
場所：一般財団法人 日本教育会館一ツ橋ホール（東京都千代田区）
お問い合わせ先：公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター
調査研究部編集広報室
Tel：03-5765-0597 E-mail：taikai@jahmec.or.jp
URL：http://www.jahmec.or.jp/

PITTCON Conference & Expo 2017
期間：2017 年 3月6日
（月）
〜 9日
（木）
場所：McCormick Place ‒ West Hall
Chicago, Illinois, USA（ブース番号：1041）
お問い合わせ先：http://pittcon.org/※上記展示会には、当社も出展しております。
ご来場の際は当社ブースにもお立ち寄りください。

第53回全国建設業労働災害防止大会
9月29日（木）、30日（金）の2日間にわたり、名古屋国際会をはじめ各種警報計やVOCモニタを紹介させていただき議場において「第53回全国建設業労働災害防止大会」ました。展示会場にも多くの方が来場され、各展示ブースが開催されました。
この大会は建設業における全国的なを熱心にご覧になられており、安全衛生対策への意識の安全衛生水準の向上を図るため毎年開催されており、今高さを感じました。弊社も皆様の安全を守る測定器のメー

年は全国より延べ6,000名の参加者がありました。各部会カーとして、今後もよりよい製品の開発や情報提供をしてでは、シンポジウムをはじめ、安全衛生確保に関する情報参ります。

提供や事例紹介などがなされました。
弊社は同時に開催されたブース展示に参加し、検知管検知管の取扱説明書に記

来年は10月5日（木）、6日（金）に北海道立総合体育セン
ターにて開催されます。

◎温度補正

載されている補正とは何ですか？

一部の検知管は、温度の変化によって測定対象ガスと検知管の補正には、「吸引検知剤の反応速度が異なる場合や、物理的吸着量が増補正」「温度補正」「湿度補正」

減する場合などがあり、変色長に変化をきたすことがありなどがあります。

ます。温度の影響を受ける検知管で正しい測定値を得る

それぞれの補正の意味は、以下の通りです。には、取扱説明書の表やグラフに記載されている温度補正係数などを用いて補正します。

◎吸引補正
◎湿度補正

検知管はそれぞれ基準の吸引回数が定められています。
この基準の回数で吸引したときは、検知一部の検知管は湿度の影響を受け、その要因管に印刷されている目盛が測定値となります。
しかは様々です。例えば検知剤に水分が吸着すると、し検知管の種類によっては、目盛範囲外の濃度を対 象ガスと試薬の反応が阻害されて、変色長に測定することができます。
そのような場合、読み値を測定変化をきたすことがあります。

値に換算するために用いるのが、吸引補正です。
この吸湿度の影響を受ける検知管で正しい測定値を得るには、引補正は吸引回数に比例しませんので、注意してくださ温度補正と同様に補正します。

い。
なお、補正によって算出した値は、参考値としてお取り扱いください。

検知管の種類により、それぞれの補正の要否、補正方法が異なります。必ず取扱説明書をお読みになり、ご使用ください。

ガステックニュース Vol.98
2017. 冬
発行日／平成29年1月15日（季刊）
発行／株式会社ガステック
編集／ガステックニュース編集部
営業二部 営業開発課〒252-1195
神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6
TEL.0467(79)3911 FAX.0467(79)3979
編集スタッフ
責任者／小口博史
委員／海福雄一郎、高木幸二郎、岩永裕介、宮腰義規

制作／株式会社ダイシンプリント●編集スタッフからのご挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます。
平成29年も、皆様のご多幸をお祈りするとともに、スタッフ一同、より良い紙面づくりを目指してまいりたいと思います。
今 年も各 方 面よりの情 報、ご意 見・ご要望・ご質問などをお待ちしています。
また、定期送付をご希望の方は、当社ホームページまたはFAXなどでお申しつけください。次回
発 行は平 成 2 9 年4月の予定です〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9パークサイドスクエア
電話092
（292）
1414 Fax.092（292）
1424