FMC-G900

ファミリー

ジーメディカル FMC-G900

このたびは、ファミリ− ジーメディカルをお買い上げいた
だき、まことにありがとうございました。この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみ
いただけます。
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用
ください。

目

次

安全上のご注意・ ・・・・・・・・・1
おもな特長と効能・効果 ・・・・・・4
各部の名前とはたらき・ ・・・・・・5
ご使用の前に・ ・・・・・・・・・・7
椅子の調節・ ・・・・・・・・・・ 11
使い終わったら・ ・・・・・・・・ 13
コースの種類と特長・ ・・・・・・ 14
操作方法・ ・・・・・・・・・・・ 15
故障かな？と思ったら・ ・・・・・ 17
安全のために商品の点検を・ ・・・ 18
Q&A・・・・・・・・・・・・・・ 19
保管とお手入れの仕方・ ・・・・・ 20
アフターサービスについて・ ・・・ 21
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・ 22
お問い合わせ窓口・ ・・・・・ 裏表紙

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
この製品は日本国外への輸出と使用を禁止しています。

日本国内専用PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE PRODUCT OUTSIDE OF JAPAN.

この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
よってこの製品を国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。

JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE PRODUCT IS TAKEN OUT OF JAPAN.
◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
◎保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
◎この製品は、日本国内の弊社工場にて企画／開発／設計／最終組立て／品質保証を行い、部品調達及
び部品組立てを中国にある弊社工場で分担しています。
◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場
合は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

添付文書

取扱説明書
保証書別途添付FMC-G900

安全上のご注意
ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
なお、各部の名前については 5 〜 6 ページをご覧ください。

表示の種類

安全上のご注意

警告

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。

注意

誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の種類と意味
禁止の行為であることを示しています。
分解してはいけないことを示しています。
ぬれた手で扱ってはいけないことを示しています。
水がかかるところで使用したり、水に濡らしてはいけないことを示しています。
風呂・シャワー室等で使用してはいけないことを示しています。
行為を強制したり指示したりするものです。
電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。
アースを取り付けることを示しています。
お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。
ご使用場所の注意

注意●浴室やサウナ、湿気の多い場所では使用しないでください。
→感電や故障の原因になります。

●床面が水平な場所に置いて使用してください。

→不安定な場所では本体が転倒し事故の原因になります。

●万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。
詳しくは、9 ページをご覧ください。
● アース線はガス管・水道管・電話線・避雷針には絶対に接続しないでください。

1

FMC-G900

ご使用前の注意点

警告●次の人は使用しないでください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例：血栓（塞栓）症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症［皮下組織の炎症を含む］など。 ◎急性の頚椎ねんざ（むちうち症）の疑いのある人●電源は交流 100V 以外では使用しないでください。
→火災や感電の原因になります。

●変圧器を用いた使用はしないでください。
→故障や感電の原因になります。

●電源コードや電源プラグがいたんだ状態、またはコンセントの差し込みがゆるいときなどは使用しないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。

→布地が破れた状態で使用すると、ケガや感電のおそれがあります。

●次の人は、使用前に医師に相談してください。

◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう（鬆）症の人やせきつい（脊椎）の骨折、急性［とう（疼）痛性］疾患の人 ◎施療部位に創傷のある人◎体温 38℃以上（有熱期）の人 例：急性炎症症状［けん（倦）怠感、悪寒、血圧の変動など］の強い時期。衰弱しているとき◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨（脊椎）に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう（腫瘍）のある人◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患（胃炎、腸炎、肝炎）などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人●特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
●使用しても、効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。

注意●この取扱説明書の使用法以外の使い方をしないでください。また、本機と他の治療器や電気毛布などを併用しないでください。
→体に悪い影響を与えたりケガの原因になります。

●人をのせたまま移動しないでください。

→本体の転倒により、事故やケガの原因になります。

●リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。

→フットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により事故やケガの原因になります。

●付属品以外のものを用いて本機を使用しないでください。
●電源プラグをコンセントに差し込む前にPOWER（主電源）スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
→故障や感電の原因になります。

●電源プラグおよびコネクターは確実に最後まで差し込んでください。
→感電やショート・発火の原因になります。

●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。
●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

→はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージ
してください。

●安全のために、メカの位置を確認し、収納位置（脚部）にない場合は、POWER（主電源）スイッチを入れ、収納したことを確認してからゆっくり座ってください。
●椅子に腰掛けたり、椅子から立ち上がるとき以外は、フットレストの上にのる、立つ、座る等の行為はしないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

●しばらくご使用にならなかった後、再びご使用になるときは必ずもう一度この取扱説明書をよくお読みの上、機器が正常に動作することを確認してからご使用ください。

ご使用時の注意点

警告●電源コードやリモコンのコードを本体に巻きつけたり、本体の脚で踏んだりしないでください。また、電源コードやリモコンのコードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
→コードが破損し、火災や感電の原因になります。

●本体やリモコンに水などをこぼさないでください。
→感電やショート・発火の原因になります。

●お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを、本体の上や本体の周辺（背もたれの後ろや座・フットレストの下など）で遊ばせたり、本体の上にのせたり、座らせたりしないでください。
ただし、ヤングコースに限り、14 歳以上のお子様が使用することができます。その場合、必ず保護者が付き添ってください。
→事故やケガの原因になります。

●椅子に 2 人以上座ってのご使用はおやめください。特に小さなお子様（乳児など）を抱きかかえてのご使用はおやめください。
→事故やケガの原因になります。

●ぬれた体で座ったり、ぬれた手で操作したりしないでください。
→感電や故障の原因になります。

●布地が破れた状態では使用せず、電源プラグをコンセントから抜いてください。

→事故やケガ・感電の原因になります。修理は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。

●フットレストを手で持ち上げた状態で急に手をはなさないでください。

●リクライニングを倒すときや起こすとき、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろやフットレストの下に体や物をはさまないようにしてください。

2

安全上のご注意●マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

FMC-G900

安全上のご注意
ご使用時の注意点注意●素肌では使用しないでください。
●マッサージおよび椅子としての目的以外には使用しないでください。
→事故やケガの原因になります。

●頭部、胸部、腹部、関節部（ひじ、ひざなど）には使用しないでください。

→気分が悪くなったり、ケガの原因になります。首筋などには柔らかいタオルを当てて強い刺激を避けてご使用ください。

●メカが上下する部分や、リクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス，腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて使用しないでください。→ケガの原因になります。
●フットレストは脚部以外には使用しないでください。→ケガの原因になります。
●マッサージチェアを無人で動作させないでください。

安全上のご注意→事故やケガの原因になります。

●緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの［急停止］ボタンを押して、動作を停止させてください。
●使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。
→強い 刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。

●パッドを外した際に、マッサージの刺激が強すぎると感じた場合、ただちに使用を中止し、パッドを取付けてご使用ください。
→ケガの原因になります。

●マッサージ中は眠らないように注意してください。
→ケガの原因になります。

●マッサージは、1 回 30 分以内にしてください。

→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。１日当たりのマッサージは、通算 30 分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。

●脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。
→無理に入れようとすると、故障の原因になります。

●停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プ
ラグをコンセントから抜いてください。
→停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。

●落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して、POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセン
トから抜いてください。
●動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に点検・修理を依頼してください。
→感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

ご使用後や使用しないときの注意点注意●使用後は必ず POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。

●電源コードは本機以外では使用しないでください●本機を使用後は、必ず背もたれを完全に起こしてください。
●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
●本機に物を載せないでください。
●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
→感電やショートによる火災の原因になります。

●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
→ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。

その他の注意点

警告●本体の上に立たないでください。座部以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。
→転倒による事故やケガ、故障の原因になります。

●機器が故障した場合は、勝手に修理せず、販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に連絡してください。
●電源コードが破損した場合、危険ですので電源コードの交換は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）に交換の依頼をしてください。
●機器は改造しないでください。
→火災や感電、ケガの原因になります。

注意●他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。

お願い●製品及び付属品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口で正しい廃棄方法をお問い合わせください。
3

FMC-G900

主な特長と効能・効果
特長
新・全身系

全身駆け巡るもみ玉メカ
首から足先までをひと繋ぎに流れるように動作するもみ玉で、身体をひと繋ぎにほぐす、新しい全身マッサージを実現しました。
首の天柱（テンチュウ）から足裏の湧泉（ユウセン）までの 77 の指圧点、また、脊柱起立筋や僧帽筋など主要な筋肉ももみほぐします。
しっかりつかみもむ

8つのもみ玉を搭載
主な特長と効能・効果

独自技術 8 つのもみ玉で全身をつかみほぐします。
上半身ではより広範囲をもみほぐし、下半身は、両足それぞれをつかみもむことが可能になりました。
全身の指圧点を見つけ出す

光センサー全身指圧点自動検索システム
独自技術光センサーにより、全身の指圧点を見つけ出します。
そうすることで、人それぞれ異なる指圧点を捉えマッサージを行います。
産学共同開発メディカルプログラム
大学との共同研究により開発したもみプログラム。
的確な指圧点を見つけ、的確な手技、強さ、時間、流れを研究したプログラムで、全身の流れに沿ったよ
り効果的なマッサージを行います。
無重力姿勢をイメージ

ゼログラヴィティー角度を実現
マッサージ時のリクライニング角度を、筋肉に負担が少ない角度に自動設定します。
まるで無重力のような楽な姿勢で、マッサージを行います。
より使いやすく音声ガイダンス機能搭載
リモコン操作に連動して音声でガイダンスします。
それぞれのコースの目的や動作の内容も詳しく音声ガイダンスすることで、より分かりやすく、使いやす
くなりました。
そのときその疲れに多彩なコースプログラム
総合メディカル 4 コース、専門メディカル 2 コース、部位別メディカル 5 コースの合計 11 コースから、目的に合せてお好みのコースを選択できます。
独自開発

若年層向けヤングコース
大学との共同研究により、中学生以上の若年層向けに独自コースを開発。
中学生以上の若年層の方は新陳代謝が良いことから低刺激で短時間のマッサージがおすすめです。

使用目的・効能または効果
あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
●疲労回復●筋肉の疲れをとる●血行をよくする●神経痛・筋肉痛の痛みの緩和●筋肉のこりをほぐす

4FMC-G900

各部の名前とはたらき
本体

⑱
①
③

② -1

⑧

⑲

② -2

④

⑤

各部の名前とはたらき

⑨
⑥
⑩
⑭



⑰
⑦

⑯

⑪

⑮
⑬

⑫
⑳



①
②

枕
パッド
② -1 背パッド② -2 座脚パッド

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
5

背もたれ
アームレスト（右）アームレスト（左）座フットレストリモコンリモコンスタンド
裏カバー

⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳



キャスター
POWER（主電源）スイッチ
インレット
コネクター
電源コード
電源プラグ
アース線
キャリーベルト
枕たれ
施療部
キャリーハンドル（脚）メカ収納部FMC-G900

リモコン① 入 / 切ボタン
スピーカー

リモコンの電源の「入」「切」を行います。
動作中に押すともみ玉が収納位置まで戻ってから停止します。
リモコンの電源が「入」の状態では緑色、「切」の状態ではオレンジ色に点灯し、急停止中のときは赤色に点滅します。

② 急停止ボタン③

緊急時や動作中に異常を感じたときに押してください。その場で動作が停止します。
⑤

④

⑩

⑧

⑨
⑪

各部の名前とはたらき②①③ メカ位置表示部
マッサージ中のメカの位置を表示します。

④ 指圧点検索表示ランプ
指圧点の検索と検索完了をランプでお知らせします。

⑤ 総合メディカルコースボタン
全身をマッサージするコースを選択できます。

⑥⑥ 専門メディカルコースボタン
従来のマッサージとは異なる専門的なコースです。

⑦⑦ 部位別メディカルコースボタン
各部位を集中してマッサージするコースを選択できます。

⑧ 肩位置調節ボタン
扉

指圧点検索時の肩位置の調節に使用します。

⑨ リクライニングボタン
指圧点マップ

指圧点マップとはメカが通る軌道上にある指圧点の名称を表しています。

リクライニング角度を調節します。

⑩ メカ強さボタン
メカの強さを「弱」「中」「強」の 3 段階で調節できます。

⑪ 解除ボタン「音声」「バイブ」「自動起き上がり」の ON/
OFF の切り換ができます。

警告●リモコンに水などをこぼさないでください。
●ぬれた手で操作しないでください。

注意●リモコンの上に座ったり、リモコンを落としたり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
●先のとがったものやかたいものでボタンを押さないでください。
→破損の原因になります。

6

FMC-G900

ご使用の前に●この製品は、背もたれが倒された状態で梱包してお届けしています。ご使用の前には、必ず背もたれを起こしてください。
●冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1 時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなるときがあります。

設置場所についてリクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、本体後のスペースは約 40㎝以上開け、本体前は人が通れる程度のスペースを確保してください。

注意● 浴室やサウナなど、湿気の多い場所では使用しないでください。
● 床面の水平な場所に置いて使用してください。
● ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所（40℃以上）では使用しないでください。
● 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。
● タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

ご使用の前に● 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。
（ホットカーペットは敷かないでください。）● 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
● テレビやラジオなどの AV 機器から 1m 以上離してください。雑音が入ることがあります。
● 体重 100㎏の人が座った状態で 1c㎡あたり約 3.0 kg の荷重がかかります。

40cm

同梱物の確認
梱包箱には本体と同梱物が入っていることを確認してください。

本体

7

取扱説明書

操作ガイド

電源コード

リモコンスタンド

アームレスト
左右各 1 個L 型レンチ

取付用ねじ（短）・
×2個

取付用ねじ（長）・×2個

FMC-G900

搬入 / 移動の仕方
POWER（主電源）スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグおよびアース線をコンセントから抜いてから運んでください。

注意キャスターで移動する場合

持ち上げて運ぶとき

リクライニングを倒し、キャリーハンドル リクライニングを倒し、裏カバー上部の裏カバーは持ったり押し （脚）を持って前側を浮かせ、キャスターで キャリーベルトとフットレストのキャたりしないでください。 移動してください。
リーハンドル（脚）を持って移動してください。

キャリーベルト

ご使用の前に裏カバー■ 重量物ですので搬入移動時には腰など痛めないようにご注意ください。
■ リモコンがついていますので、移動時に落とさないよう注意してください。

注意●人をのせたまま移動させないでください。
●電源コード、アース線をコンセントからはずして移動させてください。
→電源コード、アース線が破損し、火災や感電の原因になります。

アームレストの取付け方
次の手順でアームレストを取付けてください。
①リクライニングを倒したまま下図 ②アームレストの金具を本体の取付 ③取付用ねじ（長）をねじ用の穴に差の位置のファスナーを開けてくだ
け箇所に差し込み、前にスライドし込み、付属のL型レンチで締め付
さい。
させてください。
けてください。

締める

差し込む

差し込む
ファスナー

L 型レンチ
取付用ねじ（長）

取付け
箇所

スライド

ねじ用の穴
金具

※アームレストを本体に取付ける前にリモコンスタンドをアームレストに取付けてください。

注意●アームレストは必ずねじで固定し、外れないことを確認してください。

→ねじの締め付けがされていない、または不十分ですと、使用中に外れるなどして危険です。必ず確認を行ってください。

8FMC-G900

ご使用の前にリモコンスタンドの取付け方
アームレスト（左右）にリモコンスタンドを取付けることができます。
アームレストを本体から外した状態でリモコンスタンドをアームレストに取付けてください。
アームレスト裏側に付属の取付用ねじ（短）でしっかりと取付けてください。
取外しは取付と逆の手順で行います。
リモコンスタンドを取付けたらリモコンスタンドから出ているカールコードに操作ガイドを取付けてください。

カールコードリモコンスタンド
アームレスト（右）裏側

カールコード

操作ガイド
取付用ねじ穴ご使用の前にL 型レンチ
取付用ねじ（短）締める※取付けには付属の L 型レンチをご使用ください。

右図のようにリモコンスタンドにリモコンを差し込んで使用します。

注意●リモコンホルダーにリモコンを差し込んでいるときは、リモコンケーブルに注意してください。

アースの取付け方
万一の感電防止のために、アース線を取り付けてください。

①電源コンセントにアース端子がある場合
電源プラグから出ているアース線を、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでないかときどき点検してください。

電源プラグのアース線②電源コンセントにアース端子がない場合お買い上げの販売店にご相談ください。・
電源コードは、必ず本機器に付属のものをご使用ください。
とくに、電源コードのプラグ部にアース線がついていないものは万一の感電を防ぐことができませんので絶対に使用しな
いでください。
9

ご家庭のアース端子

FMC-G900

主電源の入れ方①電源コードのコネク
ターを本体右前部のインレットに差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

②本体右前部の POWER（主電源）スイッチを「ON」にします。

※もみ玉が途中で止まっているとき POWER（主電源）スイッチを「ON」にすると、もみ玉は自動的に収納位置（脚部）まで移動して停止します。

警告●変圧器を用いた使用はしないでください。
→故障や感電の原因になります。

●日本国外では使用しないでください。
→故障や感電の原因になります。

注意●電源プラグをコンセントに差し込む前に POWER（主電源）スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
●電源プラグは確実に最後まで差し込んでください。
●ご使用前にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

ご使用の前に布地の確認
各部の布地の破れがないか確認してください。
①パッド横のマジックテープを外す。（左右）③パッドを持ち上げる。

④施療部の布地の破れを確認する。

②足下からパッドをめくる。

注意●マッサージの前には必ず施療部の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。施療部の布地を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。

10FMC-G900

椅子の調節
椅子の座り方メカは通常、脚部で引っ込んだ状態になっています（収納状態）。
安全のため、メカの位置を確認し、上記以外の場所にメカがある場合はすぐに座らずPOWER（主電源）スイッチを入れて、メカを収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

注意●リクライニングを倒したまま椅子に座らないでください。

→背もたれやフットレストに衝撃が加わり、故障の原因となります。また、本体の転倒により、事故やケガの原因になります。

●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

枕の調節
枕は裏側についているマジックテープで位置を調節することができます。あらかじめ頭の位置に合わせてマッ
サージを行ってください。
本体側マジックテープに取付ける位置で枕の位置を調節してください。

マジックテープ

正しい枕の位置枕
マジックテープ

椅子の調節

パッド

首の後ろ
にあてる・。

頭（後頭部）の後ろにあてる。

●枕は正しい位置でご使用ください。位置によっては、自動指圧点検索がうまくいかない場合があります。

枕カバーの外し方
枕に付いている枕カバーを以下の手順で外すことができます。

①たれ通し口を上側に引っ張り、ずらします。

②たれ通し口の横を引っ張り、たれ通し口から枕を外します。

※枕裏面

②

①

たれ通し口
枕カバー

ここを引っ張る※背もたれ上部から見た図
枕

枕カバー
ここを引っ張る

枕たれ※無理にめくると枕カバーが破れることがありますのでご注意ください。
※取付けるときは逆の手順で取付けてください。
11FMC-G900

パッドの外し方／付け方
本機はパッドを外してマッサージすることができます。

パッド全体を外す①パッド横のマジックテープを外す。（左右）パッド④枕を取付ける。
マジックテープ

③パッドを
取外す。

椅子の調節

②足下からパッドをめくる

背パッドのみを外す①パッド横のマジックテープを外す。（左右）背パッド④枕を取付ける。
マジックテープ③背パッドを取外す。

背パッド②ファスナーを外す。
座脚パッド

座脚パッドのみを外す
背パッド①ファスナーを外す。

②座脚パッド
を取外す。

座脚パッド

パッドを取付ける
取外しの逆の手順で取付を行います。
12

FMC-G900

椅子の調節
リクライニングの使い方
上下の調節■背もたれを起こす場合
リクライニングボタンの上側のボタンを押すことで背もたれを起こすことができます。
■背もたれを倒す場合
リクライニングボタンの下側のボタンを押すことで背もたれを倒すことができます。

椅子の調節
使い終わったら

リクライニングボタンを 2 秒以上押し続けることで長押機能 リクライニングが自動で最大まで動き続けます。

■リモコンの入／切ボタンが「ON」になっていればリクライニングの上下調節がご使用になれます。ただし、急停止中はご使用にはなれません。

警告

リクライニングが動いている途中で軽い揺れを感じることがあります。
これは、リクライニングが動いている最中に重心が移動したとき発生することがあります。

●背もたれを倒すときは、必ず周囲に人（特にお子様）やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。

足裏コース時のフットの使い方
足裏コース時は下図のようにフットの袋状の部分にかかとを入れてメカのもみ玉の間に足が入るようにして使用してください。

ここにかかとを入れる

使い終わったら周囲に注意しながら、背もたれを完全に起こしましょう！
本体右前部の POWER（主電源）スイッチを「OFF」にしましょう！
コンセントから電源プラグを抜きましょう！待機電力がかからず節電（エコ）にもなります。
●使用後は必ず POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。

注意13●使用後は、必ず背もたれを完全に起こしてください。
●使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
●電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
●ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●コード類に引っかかって転倒しないようにしてください。

FMC-G900

コースの種類と特長●疲労の回復、改善などを目的とした 11 種類のコースを用意しています。

総合メディカルコース

全身クイックコース
短時間で全身の疲労回復をしたいときにおすすめのコースです。

全身疲労回復コース
全身疲労回復を目的としたコースです。
天柱 ( テンチュウ ) から跗陽 ( フヨウ ) までの全身の指圧点をひとつなぎでほぐします。

求心コース
身体の末端から血流を心臓に送り返す求心法で、静脈の流れに沿った動作を中心に行います。
身体をリフレッシュしたいときにおすすめのコースです。

遠心コース
心臓から血流を身体の末端に促す遠心法で、動脈の流れに沿った動作を中心に行います。
身体をリラックスさせたいときにおすすめのコースです。

ヤングコース

コースの種類と特長

専門メディカルコース

中学生以上の若年層向けに開発した独自コースです。
低刺激で短時間のマッサージを行います。

全身伸びコース
首から足先までの全身を心地よく伸ばすことを目的としたコースです。

部位別メディカルコース

肩コース
肩周辺を中心にマッサージするコースです。

腰コース
腰周辺を中心にマッサージするコースです。

坐骨コース
坐骨周辺を中心にマッサージするコースです。

脚コース
太ももからふくらはぎまでを中心にマッサージするコースです。

足裏コース
足裏、土踏まずなどを刺激し、もみほぐすコースです。
※足裏を指定位置に置き、マッサージを行ってください。

14

FMC-G900

操作方法
マッサージを開始する
各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいてマッサージを行います。

1 入 / 切ボタンを押します。
5 分間入力がなければ自動的に電源が切れます。

2 お好きなコースを選択します。
リクライニングが ※ゼログラ
ヴィティ角度になるまで動きます。その後、指圧点検索中のランプが点灯し、指圧点の検索を行います。
【お願い】

選択したコースを音声で案内します。

深く椅子に腰かけ、楽な姿勢で枕に頭を置いてください。身体が浮いていると正確に指圧点を検索できません。

3 肩位置調節ができます。

操作方法

指圧点検索後、検索中ランプが点滅している間、肩の位置を調節することができます。調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。（足裏コースは肩位置検出は行いません。）

4 コースが始まります。
指圧点の検索が完了すると、検索完了のランプが点灯し、コースが始まります。
コースの動作中はマッサージの調節ができます。

5 コースが終了します。
動作が終了しメカが収納位置（脚部）まで戻ります。その後、リクライニングが起き上がり、リモコンの電源が切れます。
収納中は入/切ランプが緑色に点滅します。

コースの変更について
コース終了まで待つことなく動作中でも他のコースに変更することができます。
ただし、コースの途中でも 30 分経つと、マッサージは一度終了するようになっています。

コース途中で他のコースに変更した場合

はじめに検出した肩位置にメカが移動します。肩位置がずれていると感じた場合は検索中の（足裏コースは肩位置検出は行いません。）
ランプが点滅している間に肩位置の調節をしてください。

ゼログラヴィティ角度とは※【Zero Gravity: 無重力】
無重力姿勢をイメージした筋肉に負担が少ないリ
クライニング角度です。

コースの途中終了について途中で終了する場合は入 / 切ボタンを押してください。収納動作を行った後、停止します。

緊急時や動作中に異常を感じたときは、[ 急停止 ] ボタンを押してください。その場で動作が停止します。安全を確認後、[ 入 / 切 ] ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

注意15●マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じる
ときは、使用を中止し『製品に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご相談ください。
→ 強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。

●メカが上下する部分や、リクライニング等の可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾り、ネックレス、腕時計、ブレスレット、指輪などのかたい物をつけて本機を使用しないでください。
●脚部のマッサージ中にフットレストから脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。

FMC-G900

マッサージの調節

肩位置調節について
指圧点検索時に肩位置が合っていないときは、検索中ランプが点滅している間に肩の位置を調節してください。
▲

押している間メカが上に動き続けます。

押している間メカが▼下に動き続けます。

高い
適度な高さ
低い

メカ強さ調節について
コース中のメカの強さを「弱」「中」「強」の 3 段階に調節できます。
＋ メカの強さを強くできます。
ー メカの強さを弱くできます。
操作方法※各コースの開始時のメカ強さは「中」に設定されています。

解除ボタンについてマッサージ中に次の 3 つの動作の解除ができます。
音声

音声ガイダンスの解除ができ
ます。

バイブ

マッサージ中のバイブレーション機能の解除ができます。

自動コース終了時に自動で起き上起き上がり がる機能の解除ができます。
※各コースの開始時は「ON」に設定されています。
※解除時はランプが緑色に点灯します。再度ボタンを押すことで解除を取り消します。
※自動起き上がりを解除した場合はコース終了時に電源が一旦切れるため、再度電源を入れ直してからリクライニングを起こしてください。

メカ位置の表示について
リクライニングを起こした状態での下半身へのマッサージはお控えください。
身体への刺激が強すぎることにより、痛みを感じる場合や、機械への過剰負荷による故障の原因になるおそれがあります。

ゼログラヴィティ角度

メカの位置をリアルタイムにランプで表示します。

脚
（足裏）

肩
坐骨

腰

ゼログラヴィティ角度でのマッサージをおすすめします。
コース開始時、リクライニングが自動的にゼログラヴィティ角度に倒れます。
独自の研究により開発した全身への負担の少ないポジションです。
16

FMC-G900

故障かな？と思ったら次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは事故防止のため、ただちに使用を中止し、電源プラ
グをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）までご相談ください。

状態

原因と直し方交互たたき機構を採用しているため、構造上発生するもので、故障ではありません。

メカが脚部へ移動して止まってしまった。

●機械への荷重が一定値を超えた際にコース途中で強制終了する場合があります。リクライニングをゼログラヴィティ角度に設定してマッサー
ジを行ってください。・（上記理由で終了するときは音声によるアナウンスがあります。）●オートタイマー機能により、マッサージ終了時にメカが体に干渉しない
ように脚部へ移動するようになっています。
（コース終了の音声アナウンスがあります。）

もみをしているとき、もみ玉がスキップすることがある。

人が乗っている時にメカに荷重が大きくかかる箇所とかからない箇所の境目や、体重や体型などの個人差により引っかかることがあるためです。

マッサージ中にメカが途中で止まる。

モーターが高温になった場合、安全のためリクライニングを除く全動作が停止するようになっています。
POWER（主電源）スイッチを「OFF」にし、しばらく時間をおいてから、再度 POWER( 主電源）スイッチを「ON」にしてください。

リモコンの入／切ボタンとコースのボタンが点滅している。

本体右前部の POWER( 主電源 ) スイッチを「OFF」にし、5 秒ほどしてから電源スイッチを入れ直してください。

自動指圧点検索がうまくいかない。

椅子に深く腰かけて頭を枕にあててください。指圧点検索直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。

リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。または電源が入らない。

次の点検を行ってください。
①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。
②本体右側面の（主電源）スイッチは「ON」になっていますか。
③ボタンを 2 つ同時に押してませんか。

電源コード、プラグが異常に熱い。

ただちに使用を中止してください。

( メカが肩の高さに合っていない。)

サービスマン以外の人は分解や修理は行なわないでください。

17

1.5㎝

お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』までご相談ください。

点検後︑なお異常がある場合はただちに使用を中止してください︒

故障かな？と思ったら左右のメカのもみ玉の位置がずれている。

構造上発生するもので︑故障ではありません︒

1.5㎝

FMC-G900

動作時の音

構造上やむを得ず発生するもので、性能などに影響はありません。

動作中は下記のような作動音がします。
たたきを伴う動作時の音

ゴトゴト音

もみ玉と布のすれる音※

キュッキュッ音
ギュウギュウ音

メカの昇降、もみ動作時の音

ウィーン音

バイブレーション時の音

ブーン音

リクライニング昇降時の音

ウィーン音※もみ玉と施療部の布地がこすれ引っ張り合う為に発生する音で、大きく聞こえる場合もありますが性能などに影響はありません。

長期ご使用の場合は商品の点検をこんな症状はありませんか？
●スイッチを入れても、動作しないときがある。
●電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
●コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
●自動的にタイマーが切れないときがある。
●その他の異常や故障がある。

左記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止
し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販
売店または、『修理等に関するお問い合わせ窓口』に点検をご依頼ください。

安全にお使いいただくために施療部の布地は消耗品であり、耐用年数は 3・年です。（使用条件：1 日 30 分、毎日使用した場合）。
安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』での定期点検をおすすめします。
ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。
お買い上げ後 5・年ほど経ちましたら、安全のために椅子全体の点検をおすすめします。
点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。
マッサージ動作時間が 3000 時間に近づいた際に、定期点検時期のお知らせを音声アナウンスします。
その際には、「修理等に関するお問い合わせ窓口」に点検をご依頼ください。
（3000 時間を越えた際には、全ての動作を停止します。）
18

安全のために商品の点検を安全のために商品の点検を

FMC-G900

Q&A
ホットカーペットの上に椅子を置いてもいいですか？

コースが終了したときにリクライニン
グが自動で動きますか？

火災のおそれがありますのでホットカー
ペットの上に置くのはおやめください。

コース終了時には自動でリクライニング
が起き上がります。

椅子は重量物ですのでホットカーペットの発熱体を痛め、そこから発火するおそれがあります。

ただし、解除ボタンでリクライニングの自動起き上がり動作を解除している場合は起き上がりません。

フローリングや床暖房の上に設置しても大丈夫ですか？

身長が150㎝未満の人や180㎝以上の人でも使えますか？

設置しても大丈夫です。

お使いいただけます。

ただし、床をきずつけることがあるかもしれま
せんので、カーペットなどを敷き、その上に椅子を設置することをお勧めします。(畳等も同様です)

指圧点検索の際に肩位置が合わない場合がありますので、指圧点検索後に肩の位置を調節してください。

体重が重くても大丈夫ですか？

誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか？

体重100㎏までの方のご使用を推奨しております。

感電のおそれがあります。ただちに使用を中止し、次の内容に従ってください。

体重100㎏以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

●本体右前部のPOWER(主電源)スイッチを「OFF」にする。
●電源プラグをコンセントから抜く。

Ｑ＆Ａ

以上のことを行った上、お買い上げの販売店
または『修理等に関するお問い合わせ窓口』にご相談ください。

マッサージをより強くするにはどうすればいいですか？

1 ヶ月の電気代はいくらですか？

次のことを行なってみてください。

1日30分、毎日ご使用いただいた場合、1 ヶ月で約25円です。

●深く腰かけ背もたれに体重がかかるように座る。
●メカ強さボタンでメカ強さを「強」にする。
●パッドを外す。
以上の方法でより強くマッサージを行う事ができます。

マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか？
次のことを行なってみてください。
●パッドをつける。
●メカ強さボタンでメカ強さを「弱」にする。
以上の方法でより弱くマッサージを行う事がで
きます。

19

(2011年

4月現在

当社調べ)

FMC-G900

保管とお手入れの仕方
保管の仕方●汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
●ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
●ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

注意●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方注意●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしな
いでください。

【パッド・各カバーのお手入れ】
汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。

注意●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコンのお手入れ】
リモコンについた汚れは、乾いた布で拭き取ってください。
●絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないよ
うに乾いた布でよく拭き取ってください。
●アルコール、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは、傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。
適していないもの

シンナー

水

ぬるま湯
+
中性洗剤

アルコール

保管とお手入れの仕方適しているもの

その他溶剤

みがき粉

20

FMC-G900

アフターサービスについて
1. 保証書について
この製品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）保証期間は、お買い上げ日より１年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2. 修理を依頼されるとき修理を依頼される前に、17 ～ 18 ページの「故障かな？と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。販売店にご依頼になれな
い場合は『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にご連絡ください。

社銘板の位置1）お名前・ご住所・お電話番号
2）製品名・型番…この取扱説明書の仕様欄、または、
本体裏カバーに貼ってある社銘板をご覧ください。
3）製造番号…本体裏カバーに貼ってある社銘板をご覧ください。
4）お買い上げ日
5）故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）
例 ) リモコンのボタンが右図のように点滅している場合
は、どこのコースのボタンが点滅しているかをお知らせください。

販売名

入／切

急停止

総合メディカルコース
全身クイック

全身疲労回復求心

肩位置調節 リクライニング

製造番号

遠心

メカ強さ
強

指圧点

中

検索中

弱

検索終了

解除

バイブ

アフターサービスについて●保証期間中は・修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
●保証期間が過ぎている場合は・
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
●補修用性能部品の最低保有期間・弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低 6 年間保有しております。（ただし、縫製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
●日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。
●アフターサービスについてご不明な点は・
お買い上げの販売店、または『修理等に関するお問い合わせ窓口』（裏表紙に記載）にお問い合わせください。

21

FMC-G900

仕様
販売名

ファミリー

使用電源

100V 〜

定格消費電力82W

定格周波数50-60Hz

定格時間

30 分

ジーメディカル

FMC-G900

電撃に対する保護の形式

クラス０Ⅰ機器

もみ速さ

最小約 5 回 / 分

最大約 17 回 / 分

たたき速さ

最小約 184 回 / 分

最大約 500 回 / 分

上下移動速さ最小約 2cm/ 秒

最大約 4.2cm/ 秒

マッサージ範囲

約 145cm

自動コース
オートタイマーリクライニング角度
本体の寸法

総合メディカルコース
専門メディカルコース
部位別メディカルコース

4 種類
2 種類
5 種類

約 15 〜 30 分
水平面に対して約 110°〜約 152°無段階（電動リクライニング）
幅約 84cm ×奥行き約 127（160）cm ×高さ約 118（70）cm
奥行き・高さの（）内の数字は最大リクライニング及びフットレスト水平時

重量

約 81kg

外装布地

合成皮革

付属品

電源コード、リモコンスタンド、操作ガイド、T 型レンチ、L 型レンチ、枕カバー

包装

1 梱包 /1 台

類別

機械器具（77）バイブレータ−

医療機器製造販売業許可番号
医療機器認証番号

仕様

一般名称

家庭用電気マッサージ器（JMDN コード 34662000）管理医療機器
31B2X00003
223AKBZX00043000

製造販売元

ファミリー株式会社

製造元

ファミリー株式会社

鳥取県西伯郡大山町高田 1220 番地

22FMC-G900

製品に関するお問い合わせ窓口

0120-129-011

修理等に関するお問い合わせ窓口

0120-772-294

2011 年 10 月 1 日（第 3 版）777928502
2011 年 5 月 15 日（第 2 版）