Ver.2.4

RKS

Revision Knee System

RKS

Revision Knee System
RKSは、・ 靱帯などの支持機構が不十分な症例・ 骨質、骨量が不十分なためにステムやオーギュメンテーションを必要とする症例のための人工膝関節です。

1

各パーツは全てモジュラー方式を採用しており、術中、個々の症例に対する幅広い選択が可能です。

2日本人に適合したデザインと豊富なサイズ・バリエーション● 解剖学的なデザイン

大腿骨コンポーネント

7°■大腿骨コンポーネント
大腿骨コンポーネントのAP-BOXは、3mmピッチで34mmから46mmまで、MLサイズは3.5mmピッチで58mmから72mmまで、5種類のサイズが用意されており、個々の症例に適したサイズの選択が可能です。材質はCo-Cr-Mo合金です。

7°AP-BOX
34～46mmAP
50.2～63mm

ステムは生理学的な7°外反の設計

パテラ・グルーブは広くかつ深く、です。

トラッキングは7°外反の設計です。

大腿骨コンポーネント顆間のボックスと脛骨側ポリエチレン・プレートのスパインとのメカニズムが、伸展位における内外反方向と屈曲位における内外旋方向へのコンポーネントの動きに対して、安定性を確保します。

4.0°● 内外反許容角度

1.5°
（伸展時）

脛骨コンポーネント■トレー● ボックス＆スパイン メカニズム● 過伸展許容角度

ML58～72mm● 内外旋許容角度

脛骨コンポーネントのAPサイズは2.5mmピッチで38mmから48mmまで、MLサイズは4mmピッチで59mmから75mmまで、5種類のサイズが用意されています。材質はチタン合金です。
AP
38～48mm

ML59～75mm±10°（90°屈曲時）■ポリエチレン・プレート
ポリエチレン・プレートは2mmピッチで9mmから21mmまで用意されており、7種類の厚みから選択することができます。
＊ 過伸展及び内外反許容角度はコンポーネントのサイズにより若干異なります。
(上記はスタンダードサイズの場合です。)

9～21mm3

■大腿骨ステム
ステムの材質は大腿骨コンポーネントと同じCo-Cr-Mo合金です。接合部はより確実な固定のため、スクリュー固定にテーパー嵌合を併用しています。
直径は2mmピッチでφ10からφ10～φ16mm

φ1 6 m mまで 、そ れ ぞ れ 長さ75mm、125mmの2種類が用75mm

意されており、合計8種類のサ

φ10～φ16mm

イズの大腿骨ステムが選択できます。

125mm■大腿骨ブロック
材質は大腿骨コンポーネントと同じCo-CrMo合金です。遠位は厚み5、10mm、後方は厚み5mmのものを用意しています。これらは全て内外側共用です。

■脛骨ウェッジ／ブロック
脛骨ウェッジ／ブロックの材
質はトレーと同じチタン合金です。
ウェッジは側方傾斜10°と20°のものがあり、ブロックは厚み8mmのものが用意されています。これらは全て内外側共用です。

■脛骨ステム・エクステンション
材質はトレーと同じチタン合金です。長さ40mmと75mmの2種類が用意されています。
φ11mm
40mm
φ11mm
75mm

4

大腿骨コンポーネント■大腿骨コンポーネント
タイプ

右側用

材質はCo-Cr-Mo合金製です。サイズ

左側用は左右それぞれ5種類用意されています。

（単位：㎜）

サイズ

商品 No.

エキストラスモール

CMK01001

スモールCMK01002

スタンダードCMK01003

ラージ

CMK01004

エキストララージ

品名A

BC

RKS F-M/CC R:X-SML

5850.234

RKS F-M/CC R:SML

61.5

53.4

37

RKS F-M/CC R:STD

6556.840

RKS F-M/CC R:LAG

68.5

59.8

43

CMK01005

RKS F-M/CC R:X-LAG

726346

エキストラスモール

CMK01011

RKS F-M/CC L:X-SML

5850.234

スモール

CMK01012

RKS F-M/CC L:SML

61.5

53.4

37

スタンダードCMK01013

RKS F-M/CC L:STD

6556.840

ラージCMK01014

RKS F-M/CC L:LAG

68.5

59.8

43

エキストララージ

CMK01015

RKS F-M/CC L:X-LAG

726346ACPHYSIO-KNEE SYSTEM 大腿骨コンポーネント GB68
[医療機器承認番号：20900BZZ00216000]

B■大腿骨ブロック（ブロック・スクリュー1本が同梱されています。）
タイプサイズ
エキストラスモール

スモール

遠位スタンダードラージ

材質は大腿骨コンポーネントと同じCo-Cr-Mo合金です。大腿骨コンポー

エキストララージ

ネントの各サイズに適合する遠位ブロック5mm・10mm、後方ブロック5mmが用意されています。これらは全て内外側共用のデザインです。
後方商品 No.

品

名CMK01101

RKS F-BLOCK D5 X-SML

5CMK01111

RKS F-BLOCK D10 X-SML

10

CMK01102

RKS F-BLOCK D5 SML

5CMK01112

RKS F-BLOCK D10 SML

10CMK01103

RKS F-BLOCK D5 STD

5CMK01113

RKS F-BLOCK D10 STD

10CMK01104

RKS F-BLOCK D5 LAG5CMK01114

RKS F-BLOCK D10 LAG

10CMK01105

RKS F-BLOCK D5 X-LAG

510CMK01115

RKS F-BLOCK D10 X-LAG

エキストラスモール

CMK01121

RKS F-BLOCK P5 X-SML

スモール

CMK01122

RKS F-BLOCK P5 SML

スタンダードCMK01123

RKS F-BLOCK P5 STD

ラージ

CMK01124

RKS F-BLOCK P5 LAG

エキストララージ

CMK01125

RKS F-BLOCK P5 X-LAG

人工膝関節アクセサリー GB58
[医療機器承認番号：21300BZZ00382000]

遠位ブロック D5（単位：㎜）

厚み5

遠位ブロック D1010

後方ブロック P555

遠位ブロック10mm(D10)を選択した場合、後方ブロック5mm(P5)は同時に使用できません。
遠位ブロック 5mm(D5)と後方ブロック 5mm(P5)は併用できます。
P5D10D55■大腿骨ステム

大腿骨コンポーネントと組み合わせて使用するステムで、材質は大腿骨コンポーネントと同じCo-Cr-Mo合金（単位：㎜）

商品 No.

品名D

CMK01081

RKS F-ステム 10-75

10CMK01082

RKS F-ステム 12-75

12CMK01083

RKS F-ステム 14-75

14CMK01084

RKS F-ステム 16-75

16CMK01091

RKS F-ステム 10-125

10CMK01092

RKS F-ステム 12-12512CMK01093

RKS F-ステム 14-125

14

CMK01094

RKS F-ステム 16-125

16

DE75

E125

人工膝関節アクセサリー GB58
[医療機器承認番号：21300BZZ00382000]です。接合部はスクリュー固定とテーパー嵌合を併用したデザインです。
2種類の長さが用意されており、症例に応じて選択できます。

大腿骨コンポーネントと脛骨プレート／トレーとの互換性
RKSは靱帯などの軟部組織による支持が不充分な症例に対し、大腿骨コンポーネントの顆間部ボックスと脛骨ポリエチレン・プレートのスパインによって安定性をもたらすようデザインされています。
そのため、大腿骨コンポーネントと脛骨コンポーネントの互換性については、下表のように設定しています。

大腿骨コンポーネント
脛骨プレート ／トレー

X-SML

SML

STD

LAG

X-LAG

X-SML
SML
STD
LAG
X-LAG
：互換性有り膝蓋骨コンポーネント■1本ペグ・タイプ
スモール

CMK42250

KU3 PATELLA-P1 SML

28

F

スタンダードCMK42260

KU3 PATELLA-P1 STD

31

φ12.5

名

商品 No.

ラージ

CMK42270

KU3 PATELLA-P1 LAG

346.58.5

φ4.8

1本ペグ・タイプ（単位：㎜）品サイズ

G58.5■3本ペグ・タイプ

3本ペグ・タイプ
超高分子量ポリエチレン製のコンポーネントです。固定用ペグが1本のものと、骨変形が著しく残存骨量の少ない症例にも使用できる、ペグが3本のF（単位：㎜）

サイズ

商品 No.

品

名Gスモール

CMK42300

KU3 PATELLA-P3 SML

28

スタンダードCMK42310

KU3 PATELLA-P3 STD

31

ラージ

CMK42320

KU3 PATELLA-P3 LAG

34

PHYSIO-KNEE SYSTEM 膝蓋骨コンポーネント GB26
[医療機器承認番号：20900BZZ00341000]

タイプが選択できます。

6脛骨コンポーネントH■キール・トレー
サイズ（単位：㎜）
HIJ

RKS Tキール M/TI X-SML

5938

22

商品 No.

エキストラスモール CMK01021

品

名スモール

CMK01022

RKS Tキール M/TI SML

6340.523.5

スタンダードCMK01023

RKS Tキール M/TI STD

674325

ラージ

CMK01024

RKS Tキール M/TI LAG

7145.526.5エキストララージ

CMK01025

RKS Tキール M/TI X-LAG

754828J20φ13I

PHYSIO-KNEE SYSTEM 脛骨トレー GB66
[医療機器承認番号：20900BZZ00217000]

脛骨トレーは、髄腔内での回旋を防止し、安定性を向上させるキールのデザインを採用しています。材質はチタン合金製です。ウェッジやブロックを固定するためのスクリュー・ホールが設けられています。

■プレート（プレート・ボルト1本が同梱されています。）
サイズ

エキストラスモール

超高分子量ポリエチレン製プレートはモジュラー方式となっており、トレー

スモールの各サイズに適合する7種類の厚みのプレートから、術中適当なものを選択できます。プレートの荷重関節面は、伸展位から屈曲位まで、できるだけ広い面積で荷重を受けるようデザインされています。
スタンダードラージ

エキストララージ（単位：㎜）

商品 No.

品

CMK01031

RKS PLATE X-SML 9

9CMK01032

RKS PLATE X-SML 1111CMK01033

RKS PLATE X-SML 1313

CMK01034

RKS PLATE X-SML 1515

CMK01035

RKS PLATE X-SML 1717

CMK01036

RKS PLATE X-SML 1919

CMK01037

RKS PLATE X-SML 2121

CMK01041

RKS PLATE SML 99

CMK01042

RKS PLATE SML 1111

CMK01043

RKS PLATE SML 1313

CMK01044

RKS PLATE SML 1515

CMK01045

RKS PLATE SML 1717

CMK01046

RKS PLATE SML 1919

CMK01047

RKS PLATE SML 2121

CMK01051

RKS PLATE STD 99CMK01052

RKS PLATE STD 1111

CMK01053

RKS PLATE STD 1313

CMK01054

RKS PLATE STD 1515

CMK01055

RKS PLATE STD 1717

CMK01056

RKS PLATE STD 1919

CMK01057

RKS PLATE STD 2121CMK01061

RKS PLATE LAG 99CMK01062

RKS PLATE LAG 1111

CMK01063

RKS PLATE LAG 1313

CMK01064

RKS PLATE LAG 1515

CMK01065

RKS PLATE LAG 1717

CMK01066

RKS PLATE LAG 1919

CMK01067

RKS PLATE LAG 2121

CMK01071

RKS PLATE X-LAG 99

CMK01072

RKS PLATE X-LAG 1111

CMK01073

RKS PLATE X-LAG 1313CMK01074

RKS PLATE X-LAG 1515

CMK01075

RKS PLATE X-LAG 1717CMK01076

RKS PLATE X-LAG 1919

CMK01077

RKS PLATE X-LAG 21

21

名KK

プレートのトレーへの固定はスナップイン方式とボルトによるネジ止めです。
トレーに挿入し打ち込んだのち、更にプレート・ボルトでネジ止めすることにより、プレートは強固に固定されます。
プレートボルト

プレート：PHYSIO-KNEE SYSTEM 脛骨プレート GB26
[医療機器承認番号：20300BZZ00049000]

7

■脛骨ウェッジ
（固定用スクリュー2本が同梱されています。）
サイズ品

商品 No.

ウェッジ

名θ

CMK91201

KU3 WEDGE-10°X-SML

10°

CMK91206

KU3 WEDGE-20°X-SML

20°

CMK91202

KU3 WEDGE-10°SML

10°CMK91207

KU3 WEDGE-20°SML

20°

CMK91203

KU3 WEDGE-10°STD

10°

CMK91208

KU3 WEDGE-20°STD

20°

CMK91204

KU3 WEDGE-10°LAG

10°

トレーの各サイズに適合する10°、20°

CMK91209

KU3 WEDGE-20°LAG

20°の 側 方 傾 斜 ウェッジと 厚 み 8 ㎜ のCMK91205

KU3 WEDGE-10°X-LAG

10°

CMK91210

KU3 WEDGE-20°X-LAG

20°

エキストラスモール

スモール

スタンダード

材質は、トレーと同じチタン合金です。

ブロックが用意されています。
ウェッジとブロックは、内外側共用のデザインです。

ラージ

エキストララージθ

人工膝関節アクセサリー[医療機器承認番号：20900BZZ00256000]■脛骨ブロック（固定用スクリュー2本が同梱されています。）
品（単位：㎜）

名サイズ

商品 No.

エキストラスモール

CMK91211

KU3 BLOCK 8 X-SML

スモール

CMK91212

KU3 BLOCK 8 SML

スタンダード

CMK91213

KU3 BLOCK 8 STD

ラージ

CMK91214

KU3 BLOCK 8 LAG

エキストララージ

CMK91215

KU3 BLOCK 8 X-LAG

ブロック

厚み88

人工膝関節アクセサリー[医療機器承認番号：20900BZZ00256000]

ウェッジは側方傾斜10°または20°、ブロックは厚み8mmが選択できます。これらはすべて内外側共用です。

8mm10°20°■脛骨ステム・エクステンション（単位：㎜）

商品 No.

品

CMK 42600

KU3 Tキール エクステンション 40

40

CMK 42610

KU3 Tキール エクステンション 75

75

名LL

人工膝関節アクセサリー[医療機器承認番号：20900BZZ00256000]

φ11

キ ー ル・トレーと組 み 合 わ せ て使 用するステム・エクステンションで、材質は、トレーと同じチタン合金です。
2種類の長さが用意されており、症例に応じて選択できます。

8大阪事業所

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
当パンフレットに記載の情報は2021年12月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。
ⓒ 2021 KYOCERA Corporation
211210T T-627-6 017771