IrNi

EvoluChemTM

光反応装置 カタログ

PhotoRedOx Box
PhotoRedOx Box は再現性のある光反応が行えるように設計されています。
装置内部に 4 枚の鏡が配置されており、全てのサンプルに対して均一に光を照射できるように設計されています。
Light
また、冷却ファンが搭載されており、光源による昇温を Source制御しながら装置内部を室温に近い温度に保つことができます。
さらに、一般的なスターラーの上に設置することが可能なので、攪拌することもできます。

SampleHolder

Mirrors

PhotoRedOx Duo
PhotoRedOx Duo は PhotoRedOx Box と同じくユニークなデザインで設計されています。
バイアルホルダーと LED ライトをそれぞれ 2 つずつ使用するので、反応数や容量を増やしたり、光の強度を強めることができます。
条件検討の効率化に役立ちます。

PhotoRedOx TC (Temperature Controlled)
PhotoRedOx TC (Temperature Controlled) は、加熱冷却しながら光反応することができ、0℃～ 80℃の温度で設定できます。装置内部の構造はPhotoRedOx Box と同じデザインです。
冷却ファンの代わりに熱媒を循環させるための恒温槽との接続部位が取り付けられています。
熱媒には水とエチレングリコールが使用できます。
Irradiance vs Thermostatic ﬂuid
450 nm 18W Air
450nm 18W EthyleneGlycol
450nm 18W Water
Cold White 18W Air
Cold White 18W Ethylene Glycol

LightSource

Cold White 18W Water

Overﬂow
Regulator
350

450550650

熱媒 ( 水もしくはエチレングリコール ) による光透過率の影響はほとんどありません。

Thermostatic
FluidSamples

750

Wavelength (nm)

※本製品とは別に、外付けの循環式恒温槽が必要です。
※本製品には付属品のチューブが含まれています。

MirrorChiller
HeaterUnit

Holder
各容量毎に対応した異なる種類のバイアルホルダーをご用意しております。
ホルダーを本体デバイスに設置することで、光源からサンプルまでの距離を一定に保つことが可能です。
ホルダーのサイズや使用可能なバイアルについては裏面参照ください。
バイアルホルダーとは別にフロー合成用のリアクターもございます。
反応をフローで行うことで表面積を著しく増大させることができ、スケールアップや反応時間の短縮が見込めます。
フローリアクターには PFA チューブが使用されており、その容量は 2ml です。

LED
反応に使用する光源は、放射照度（単位面積あたりの光の量）を考慮することが大切です。
一般的に、同じ消費電力でも広角な光ほど放射照度は低くなり、サンプルに対して効率的に光を照射できません。
EvoluChemTM LED は ビーム角を狭角の 25˚に設計しており、高い放射照度を実現しました。
消費電力が多い Kessil 製のライト（34W、40˚）よりも平均放射照度 50％も高く、良好な光の照射効率が得られIrradiance Comparison
ます。特定波長ごとのライトの一覧は裏面をご参照ください。

EvoluChem 30W 450nm
EvoluChem 18W 450nm
Kessil 150

350400450

Wavelength(nm)500550Light Protection
光反応する上で、光源から眼を保護することは重要です。
青色光をカットする樹脂製のスクリーンや保護メガネをご用意しております。
本体デバイスは光が漏れにくい設計になっていますが、より劇的に光が漏れないようにするためのアクセサリー製品もございます。

デバイス

PhotoChemisty 製品一覧

カタログ番号

製品名

製品情報

HCK1006-01-016

PhotoRedOx Box

光反応装置のベーシックタイプ（冷却ファン付属）

HCK1006-01-023

PhotoRedOx Duo

PhotoRedOx Boxより高効率・大容量な反応が可能

HCK1006-01-025

PhotoRedOx TC

熱媒により加熱冷却可能な光反応装置 (0 ～ 80℃)

PhotoRedOx Box (HCK1006-01-016)

ホルダー

PhotoRedOx TC (HCK1006-01-025)

PhotoBox Duo (HCK1006-01-023)

カタログ番号

製品名

製品情報

HCK1006-01-017
HCK1006-01-018
HCK1006-01-019
HCK1006-01-020
HCK1006-01-021
HCK1006-01-022

32 x 0.3 ml vials photochemistry holder
8 X 2 ml vials photochemistry holder
8 X 4 ml vials photochemistry holder
8 X 8 ml vials photochemistry holder
2 X 20 ml vials photochemistry holder
Flow reactor 1/16 tubing

0.3ml vials (6 x 32mm) を 32 本セット可能
2ml vial (12 x 32mm) を 8 本セット可能
4ml vial (15 x 45mm) を 8 本セット可能
8ml vial (17 x 60mm) を 8 本セット可能
20ml vial (28 x 61mm) を 2 本セット可能
フロー合成用 1/16 PFA 製チューブ

32 X 0.3 ml vials(HCK1006-01-017)

8 X 2 ml vials(HCK1006-01-018)

8 X 4 ml vials(HCK1006-01-019)

8 X 8 ml vials(HCK1006-01-020)

ライト
カタログ番号

製品名

波長

LED

HCK1012-01-011
HCK1012-01-013
HCK1012-01-010
HCK1012-01-012
HCK1012-01-002
HCK1012-01-003
HCK1012-01-004
HCK1012-01-014
HCK1012-01-015
HCK1012-01-005
HCK1012-01-008
HCK1012-01-006

365PF
380PF
405PF
425PF
450PF
475PF
525PF
650PF
740PF
6200PF
450DX
365DX

365nm
380nm
405nm
425nm
450nm
475nm
525nm
650 nm
740 nmCold White
450nm
365nm

LG/CREE
LGLG
EPILED
CREE XPECREE XPECREE XPEEPILED
EPILED
CREE XTECREE XPELG

2 X 20 ml vials(HCK1006-01-021)

放射照度 ※1
9 mW/cm2
8 mW/cm2
28 mW/cm2
33 mW/cm2
34 mW/cm2
23 mW/cm2
10 mW/cm2
20 mW/cm2
20 mW/cm2
29 mW/cm2
55 mW/cm2
25 mW/cm2

光の保護具
カタログ番号

製品名

製品情報

HCK1015-01-001
HCK1015-01-002
HCK1006-01-026

UVEX Amber safety glasses
Amber Hood Screen
Light Prooﬁng Upgrade

光に対する保護メガネ
青色光遮断スクリーン
光の漏洩防止カバー＜大阪本社＞〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2 丁目 2 番 5 号
TEL：(06)6231-6146
FAX：(06)6231-6149
WEB：www.shigematsu-bio.com/

Flow reactor 2 ml
(HCK1006-01-022)※1

単位面積あたりに放射する光エネルギー＜つくばライフサイエンスオフィス＞〒300-2655 茨城県つくば市万博公園西 F26 街区 1 インプレス 103〒300-2659
TEL：(029)848-3220
FAX：(029)848-3221

Mail：info@shigematsu-bio.com