0005

本社／工場

Vol.126Wi
nter2024‑l
環境を守るテクノロジ一

学 校 教 材 用 酸 素 検 知 管 31Eの変遷
平成元年 (1989年）度の小学校学習指導要領の改訂を順序を誤り実験が成立しないとの声を多く頂きました。その機に、小学校の理科実験に導入された酸素と二酸化炭素のため、長いガラス管一本に検知剤と除去剤を充填する改良策

気体検知管は、今では 6
学年の『燃焼の仕組み」『人の体のを検討し、 1992年に検知管一本での測定を実現しました。

つくりと働き』『生物と環境」の単元における実験に加えて

検 知 管 一本で測定することが可能になり連結に伴う環榜教育などにも活用の場を広げ、理科教育を支える主要誤使用は解消されましたが、今度は採取器への取り付けな教材となっています。今日まで学校教材として長らく使用され方向を誤り、酸が除去されず漏出する案件が発生しました。ている気体検知管ですが、導入にはいくつもの課題がありそこで更なる改良を試み、除去剤の性能を向上させてよりました。元来、産業用として開発された気体検知管を教材少ない屈での除去剤の充填が可能になり、 2008
年に検知剤用として、そして児童が使用するのを可能にするため、更なるの手前にも除去剤を充填したサンドイッチ構造を実現しました。

操作性•安全性への配慮が求められ、かつ安価であることもこれにより万一、取り付け方向を誤った場合でも酸の漏出が求められました。特に酸素検知管に関しては、変色のための防止され、安全性が更に向上し現在に至っております。また、化学反応において発生する副生成物の除去対策やコストこれに付随してガラス管にフィルムを巻く改良を施し、検知ダウンなど、いくつもの課題をクリアする必要がありました。

管を落とした際にもガラス片や薬剤が飛散せず、より安全に教材用の酸素検知管 N
o.31Eには検知試薬として三塩実験を行うことが可能です。

化チタン（黒色）が含まれ、これが酸素と反応することでそして 2018
年には、学校現場にて長年ご要望いただいて酸化チタン（白）に変化し、その変色層の長さの違いで酸素いる、多くの児童に実験する機会を与えることに応えるべく、濃度を読み取る原理です。ただ、この時に副生成物としてそれまでに培った誤使用への対応や落下時の安全対策は酸が生成します 。それによる採取器の腐食などの影響をそのままに、 31Eの薬剤の添加泣を大幅に削減して小型化防ぐため、検知管外部へ酸が漏出しないよう除去剤を設けし、また、製造設備の改良も施し低価格化を実現した、小型る必要がありました。除去管を用意し、酸素の検知管と酸のの新型酸素検知管 No.
31E‑2を開発しました。

除去管の二本構成で販売を開始しました。検知管の後ろに気体検知管が小学校理科の授業に取り入れられ30年

接続ゴム管を介して除去管を連結することで、検知管から余り、より安全に実験ができるよう改良を重ねてまいりました。

発生した酸を除去する仕組みです。しかし、学校現場から検知管を使った授業を通じ、理科が面白いと思える児黛がは、 二酸化炭素検知管では 一本での測定が可能であるの多く誕生できるよう、微力ながら貢献してまいりたいと考えてに対し酸素検知管は 2本を連結するため、児童が接続のおります。

販売開始当時• G►

手前に除去剤を追加
新型3
1E・2︐1l
苫単一管化

c_ G► ― -)2;;.·~

教材用酸素検知管の移り変わり‑‑・"第 62回日本労働衛生工学会・第 44回日本作業環境測定協会学術大会
2023年 1
1月に行われた表記の学会学術大会にて、当社より 1件の研究演題の発表とメーカープレゼンテーションを行いました。その中より研究演題の概要をご紹介します 。

￨ 検知管の自動読取り技術の開発と読取り精度に関する報告〇中村 亜 衣 l)
、永井大悟 l)、商木幸二郎 l)、廣瀬歩高 2）、古山彰一 3)

1)株式会社ガステック、 2)富山高等専門学校制御情報システム工学専攻、 3)富山裔等専門学校電子情報工学科
検知管法は作業環接測定において使用が認められており、弊社ラインナップとしては有機溶剤で34型式、特定化学物質で30型式がある。酸化エチレンやホルムアルデヒド、フッ化水素の作業環境測定で検知管を使用する頻度が高いが、これらの検知管は低浪度付近の変色が薄く境界が不鮮明で読取りが難しいという意見がある。また、検知管製品全般に言えることだが、目視による読取りは人による誤差が生じやすいとの指摘がある。第二報である今回は、検討対象を目視で読取りが難しく測定範囲が低濃度である塩素検知管 (No.8LL)とした。また、比色型のアンモニアと有機酸バッシプインジケータ（以下PI)の測定濃度の数値化要望を受け、スマートフォン画像の色彩情報を解析することで目視よりも高い精度の定巌化を試みたので報告する。
検討対象の塩素検知管 (No.8LL)は原色の白色から淡緑色に変色するが見え方に個人差があり薄い青色にも見える。このような型式の技術開発を優先的に取り組むことで、顧客満足度と測定精度の向上に繋がると考えこれを選定した。自動読取りシステムを開発するために、 Pythonのライプラリを用いて数百枚の変色画像を機械学習させた。濃度算出は読み取った画像にある目盛と境界を認識し、変色境界と近接する目盛との距離から浪度を鉢出した（図 l)。
また、 美術館・博物館において空気質管理に使用されているアンモニアと有機酸の P
Iは、色見本と変色状態を比較することで室内推奨値を満たしているかを目視で判定する製品である。スマートフォンで撮影したデジタル画像の色を数値化した値と時間加重平均濃度との関係を求め、色差から濃度を算出する検討を行った。
検討の結果、自動読取りは 1
75回の読取りのうち目視との誤差30％を超えた値は 13回であった。自動読取りは 0.
2ppm付近の低濃度において目視との差が大きくなる傾向があったが、測定をやり直すことで目視の熟練者と近い値が得られた。目視との誤差が30％以下の読取り値は全体の 92.
5％であり、自動読取りシステムを用いることで精度の高い読取り値が得られることを確認した（図2)。P
Iの濃度測定システムについては、色差と時間加重平均濃度の関係から検最線を作成し、それを搭載したiOSアプリを用いて PIの精度試験を行った。その結果、土25％の指示精度を確認した。本システムを用いることで、目視以上の精級な測定結果の算出が可能になったと考える。

.
点定し測

き大がf.
.
.
.
.
.
．
．
．
．
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

差
誼oo0}

.
.

︷}

.
・Oen,~,0 ....

R心.
.
.
.

°“"uu-•99{. 0図ることが可能と考える 。P
Iの濃度

〇 叫U叫

~4.
.
.
.

コメント

等の化学物質管理業務の効率化を.
.

煩雑な補正値計鉢やリスクアセスメント

H‑益 船qi皿

きるだけでなく、各種アプリと組合せ―( Edd ︶但することで測定精度の向上が期待で

18600

検知管の自動読み取り技術を導入

1.
20.
4

〇 加測定システムは今後現場に導入し問題点の発見や機能向上を目指し

r=0.
97n=175

冒置冒璽

0.
20.
40.
60.
8ー

進めていく。

y=1.0lOx

R IU.

Gasco
nce
nt
r
ati
on:
0.
94ppm

1.
2

熟練者 の読取り 値（ppm)
図 1検知管自動読取り画面（ No.
8LL)

図2No.
SLL検知管熟練者読取りと自動読取りの比較

空気呼吸器用圧縮空気測定キット CG‑1
呼吸用保護具の一つである空気呼吸器は、空気が入ったポンベを着用しその空気を使って呼吸する器具のことで、ケミカルタンカーや石油化学工場、消防署等に常備さ れています。空気呼吸器のポンベの空気はコンプレッサー（圧縮機）から充填されますが、万 一、コンプレッサーの周辺が排気ガスで汚染されている、または換気されていない場合、湿気が高い場合、また、充填設備の不具合等があった場合等には、一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイル等が過剰にポンベに混入し、人体や器具に影響を及ぽす恐れがあります。
空気呼吸器用圧縮空気測定キットCG‑1
は、弊社のエアテック検知管を併用して、ポンベやコンプレッサー内の前述の 4成分の濃度を同時に測定するキットで、弊社独自の測定システムです。 4種の検知管、および専用接続アダプター（各検知管の所定の通気流最に設定済み）等がセットになっており、ボンベ等に接続した専用アダプターに検知管を装着するだけで、ボンベ等からのガスの吐出を利用して自動的にサンプリングし、 4成分の濃度を同時に迅速に測定することができます（オプションに専用レギュレーター、ポンベとの変換継手等もございます） 。本キットを使用することで、呼吸用器具の圧縮空気に関する欧州規格(
EN12021)に掲げられる各成分の濃度を測定することができ ます。
ボンベガスやコンプレyサーエアーの品残管理に、ご活用いただけます。
ガードゴムレギュレーター

ヘ苓に接続接続アダプター
接続アダプター・ガード
ゴム・
専用レギュレーター（オプション）
くバーツ接続時＞

セット一覧

セット内容・検知管の仕様
セット内容（主なもの）
検知管

一酸化炭素 No.
1A
二酸化炭素 No.
2A
水蒸気 No.
6A
オイルミスト No.
109AD
オプション（主なもの）

接続アダプター、検知管ガードゴム (4本）、検知管 (4種）、
チッブホルダ、ストップウォッチ、取扱説明書
測定範囲5 50pp
m (EN規 格 二5ppm")
測定範囲250 3000p
pm(EN規格；；；；； 500ppm**)
測定範囲20 80mg/m3(EN 規格 ~50mg/m3 at~200bar**)
測定範囲0.2~5.0mg/m3(EN 規格 ~0.5mg/m3 **)測定時問 5分＊
測定時間 5分・
測定時間 5分＊
測定時間 10分
・専用レギュレーター、変換継手（各種サイズ）℃G•1 を併用した場合（その他の場合、設定流量・測定時間は異なります）.
.EN12021:2014

詳細につきましては、当社営業本部までお問合せください。

●第 51回建築物環境衛生管理全国大会
会期： 2024年 1月18日
（木）
〜19日
（金）
会場：日本教育会館ーツ橋ホール（東京都千代田区）
URL:https://www.
jahmec.
or.
jp
/ev
ent
/
5lt
ai
kai
̲bosyu.
html●PITTCON2024‑Confer
enc
eandExpo 7
岱 Anniv
ersary会期： 2024年 2月24日
（土）
〜28日
（水）
会場：サンデイエゴ ・コンペンションセンター（米国サンディエゴ）
URL:https://pittcon.
org/※上記の研究発表会・展示会には、当社も出展しております。ご来場の際は、当社プースにもお立ち寄りください。
なお、開催の詳細につきましては、主催者にご確認ください。

.
‑‑‑ .
‑‑
‑
A+A2023国際労働安全衛生展視察ツアー

TOPICS<ME
SSEUNDKONGRESSFORARBEITSSCHUTZUNDARBEITSSICHERHEIT>
2023年 10月24日から 27日の 4日間、ドイツ西部の都市デュッセルドルフにて A+A2023 国際労働安全機材 • 技術展が開催され、日本労働災害防止推進会の主催により 4泊 6日の視察ツアーが組まれ、弊社も参加いたしました（参加企業 12社 、総勢 19名 。
）
この展示会は労働安全衛生分野では世界最大級のもので、会場は大小12ホールから構成され、作業着のファッションショーや防災上の事故対策・救助活動のライプデモンストレーションなど日本では珍しい催しもあり、エンターテイメント性に富んだ内容が特徴です 。ッァーの各々のメンバーは業界毎に興味を持った展示を回り、展示会の視察は初日からの 2日間でありましたが、大変、有意義な情報収集の機会を得ることができました 。
一 方、弊社はドイツ代理店と共同で出展し、同展示会では初披露となる
校正用ガス調製装置 PD‑
lCや空気呼吸器用圧縮空気測定キット CG‑1などの製品を労働衛生や消防関係の方を中心に多くのお客様へご紹介することができました。
今回のツアーを企画し、団長として率いてくださった株式会社シモンの禰津様には、多大なるご厚情を賜りました 。紙面をもって御礼申し上げます。
次回の A + Aは2025年 1
1月4日から 7日に、同会場にて開催の予定です 。
営業開発課笹島義徳(lJJ&A＾

0 ：長時間用検知管（パッシブドジチューブ）には、目盛の単位に「pp m•hr」または「％・ hr」などと表示されていますが、測定濃度とは異なるのでしょうか。
：バッシプドジチュープの目盛および読み値は「（測定）濃度X時間」、すなわち、サンプリング時間中の時々の濃度を時間加重した掘を表しており、測定涙度とは異なるものになります。
パッシプドジチュ ーブは、測定対象ガスの 1時間当たりの平均濃度を測定するもので、サンプリング時間は0.5 48時間の任意の時間で、その範囲は型式によりバッケージの例 (No.
3DL)
(3DLのサンプリング時間：1 10時間）

l

アンモニア

NH,・0...?(1838

暗誓0-.—•存

ガステックニュース Vol.
1262024.冬
発行日／2024年1月15日（季刊）
発行／株式会社ガステック
編集／ガステックニュース編集部
営業二部営業開発課
〒252‑
1195
神 奈 川 県 綾 瀬 市 深 谷 中8‑
8‑
6Tel 0467(79)3911
Fax0467(79)3979

編集スタッフ
資任者／有本雄美委且／海福雄一郎、 高木幸二郎、岩永裕介、宮腰義規

制作／大進ラペル印刷株式会社

No.3DL変色の例 （読み値：4.0ppm・hr)

:.
[L上且』

バッシブドジチューブ,.3DL

異なっております。得られた値（時間加重値）をサンプリングした時間値で割ることで、サンプリング 1時間 当たりの平均浪度が得られます 。例えば、サンプリング時間が1時間であれば、読み値と測定濃度 （この場合、 1時間当たりの平均濃度の意）は同値になります。一方、サンプ
リングがその倍の 2時間であれば測定涙度は半分の値となり、 30分間であれば2倍になります。
なお、パッシプドジチュープは気体分子を検知管内で自然拡散させる機能を持っており、静置するだけで自然にサンプリングされ、ポンプは不要です。

目盛ーてゴ 嘩‑‑‑‑tG► ￨ifi fii§￨
サンプリングが 1時間の場合→測定濃度 4.0ppm
サンプリングが 5時間の場合→測定濃度0.8ppm
サンプリングが 10時問の場合→測定濃度 0.
4ppm

璽
三□
攣2]
、[
●編集スタッフからのお願い謹んで新年のお炭ぴを申し上げます。
2024年も皆様のご多幸をお祈りするとともに、スタッフー同、より良い誌面づくりを目指してまいりたいと思います。
今年も各方面からの情報、お よびご意見・ご要望・ご質問などをお待ちしています。また、定期送付をご祐望の方は、当社ホ ームペ ージまたは：；；；テック

営業本部：〒252‑1195神奈川県綾瀬市深谷中 8・8・
6
電 話046
7(79)3911（代） Fax.
0467(79)3979

西日本営業所： 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2• 14• 14新大阪グランドピル

電 話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043

九州営業所：〒812-0066 福岡市東区二又瀬 11•9バークサイドスクエア

電話092(292)1414Fax.
092(292)1424

ホームベージア ドレス： ht
tp
s://www.gastec.
eo.
jp/