T H E R E A L I S S U E 13
No.91

2002
秋号

KOMYO HAVE AN AMBITION

ホルムアルデヒドを巡って
横浜国立大学堀

れる社員の方が教授

雅宏

10 数年前、西新宿の竣工直後測定法も、厚生労働省法に続き、ISO1600-2,3,4 に準じたのビルの空気質調査に出向いた

JIS 法も制定されようとしている。DNPH 法の定量でもアク時のことであるが,朝早く出社さテイブおよびパッシブサンプリングが使い分けれるが、室朝方だけ目がチカチカするが空調が始ま内空気に限らず、環境測定ではサンプリング条件が、測定と言われたことがあった。これが私と室内環値に影響を与える。部屋の開放度は当然であるが、窓を閉境汚染物質としてのホルムアルデヒドの出会いであった。

めてから測定までの経過時間そして温度湿度がホルムアル

当時、すでに欧米ではかなり対策が進んでいたが、日本でデヒドの場合特に問題になる。わが国ではこれまで 5 時間ホルムアルデヒドに注目していたひとはほんの数人であっを採用しているが、8 時間以上が EU 諸国のガイドラインでたろうか。現在では日本でも、問題発掘から実態調査の時ある。また気温は一般に室内では 23 ℃、45 ％を標準にして期を経て対策の時代に入っている。

いるようであるが、実際には例えば東京の 8 月の平均値はると治まる

ホルムアルデヒドには刺激性、アレルギー性、発ガン性30 ℃、80 ％である。

があり、その影響は多彩で、シックハウス症候群、あるいは一般に室内環境測定の目的は建築物としての評価、生活化学物質過敏症の原因物質の一つと見られている。ホルム

環境あるいはオフィスの環境としての評価が求められる。

アルデヒドは広い意味では揮発性有機化合物（VOC）であ

建築物としての評価なら、前述したように条件を決めて 30るが、その沸点は− 21 ℃で相当に低く、高揮発性有機化合分の採気でもよいが、生活環境では長時間例えば 1 日とか 1物の範疇にはいる。しかし、ホルムアルデヒドは合板などの週間の平均が求められる。ここでは簡易、平穏、安価なパ接着剤の加水分解（初期には過剰分）、壁紙などの糊の防腐

ッシブサンプラーがよく用いられる。このサンプラーは剤、メラミン化粧板からの過剰分が放散され、室内空気汚2cm/s（窓を閉めてもこの程度）以上の気流で同じサンプリ染質としては、その徐放性が問題になっている。また、室ング係数であり、ガイドラインの数倍で 1 週間の容量が求

内空気中ではトルエンなどのＶＯＣは数十成分が容易に検められる。

出されるが、ホルムアルデヒドは単一成分としては高濃度

対策は徐々に進行中で、材料（チャンバー）試験方法のであり、有害性からも単一の汚染質として評価されている。

JIS 化、材料の残留ホルムアルデヒド量の削減、ベニヤなど

現在、諸外国の基準は幅があり、一律ではないが、厚生の建材のラベル化（ホルムアルデヒド発散量の表示）が挙労働省やＷＨＯの基準では 0.08ppm（0.1mg/m3）である。

げられる。従来 3000m2 以上のオフィスビルでは浮遊粉塵、一方、昭和 43 年に 5ppm であった作業環境のホルムアルデ

CO2、CO の測定義務があったが、今度はこれにホルムアルヒドの許容濃度も度々見直されてきて、現在 0.5ppm となっデヒドが加わった。住宅でも従来からの防火、耐震性能表ている。同じアルデヒド類でアセトアルデヒドは刺激性と示に続いて空気質の性能としてホルムアルデヒド濃度表示

いうより臭気性物質で、悪臭防止法の対象にもなっている。

が求められよう。ここでも測定方法や測定機器は重要な役

このものは室内環境でホルムアルデヒドと共存することが回りを演じるが、これからは簡易法であっても精度が求め多かったが、以前よりその濃度が増してきているようであられる時代である。ホルムアルデヒドの感度は 0.01ppm 程る。アセトアルデヒドの厚生労働省指針値は 0.03ppm であ度あり、操作性、選択性、再現性（0.08ppm ± 0.01ppm 程るが、これは臭気から規定されたもので、ホルムアルデヒ度）のある簡易測定法の開発が待たれる。

ドの方も発ガン性による評価では、カナダやカリフォルニ
アの目標値は 0.05ppm とされる。

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.

No.91

室内空気の汚染物質に関する指針等
1. 厚生労働省

2. 国土交通省1 ― 1 室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について（平成 12 年 6 月 30 日）（生衛発第 1093 号）
1） 測定対象場所
住宅室内
2） 測定対象物質と室内濃度指針値①ホルムアルデヒド
100 μ g/m3（0.08ppm）②トルエン
260 μ g/m3（0.07ppm）③キシレン
870 μ g/m3（0.20ppm）④パラジクロロベンゼン 240 μ g/m3（0.04ppm）
その他 9 物質
※両単位の換算は 25 ℃の場合による
3） 測定方法①採取方法●新築住宅の場合
始めに 30 分換気後、5 時間以上密閉した後、30 分採取を行う。
●居住住宅の場合
24 時間採取を行う。
②測定方法●ホルムアルデヒド:DNPH 誘導体化固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法。
●その他の揮発性有機化学物質:固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法又は容器採取法とガスクロマトグラフ/質量分析法の組合せ。
③採取場所
居間、寝室、及び住宅外気の 3 ヶ所、1 ヶ所で 2 回採取する。2つの測定結果 が 15%以上開きがある場合は再度採取を行う。
④採取位置
室内は、壁から 1m 以上離し、床から 1.2 〜 1.5m の高さで採取する。外気の場合は外壁及び空調給排気口から 2 〜 5m 離し、室内と同じ高さ。
⑤その他
簡易測定法（検知管法）は上記と同等以上の信頼性が確保できれば使用しても差し支えない。

2 ― 1 日本住宅性能表示基準 評価方法基準の一部を改正する告示（平成 14 年国土交通省告示第 720 号）
1） 測定対象場所
新築住宅及び既存住宅
2） 特定化学物質（測定対象物質）①ホルムアルデヒド ②トルエン ③キシレン④エチルベンゼン⑤スチレン3） 表示･評価の基準測定を行い、結果を表示する。特定化学物質に対する指針値等は定められていない。
4） 測定方法①採取方法 始めに 30 分換気後、5 時間以上密閉した後、同時又は連続して 2 回以上、採取を行う。
②測定方法 1-1、3）②項と同じ。
③採取場所 特定化学物質の濃度が相対的に高くなることが見込
まれる居間。
④採取位置 当該居室の中央付近で床から 1.2 〜 1.5m の高さで採取する。

1 ― 2 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて（平成 14 年 3 月 15 日）（基発第 0315002 号）
1） 測定対象場所①屋内作業場（ホルムアルデヒド含有の物を取り扱う作業場）②特定作業場（ホルムアルデヒド含有の物を取り扱う作業場において、作業の性質上ホルムアルデヒドの濃度を0.08ppm 以下にするのが著しく困難な作業場）
2） ホルムアルデヒド濃度低減措置が必要となる濃度●ホルムアルデヒド 0.08ppm を超えた場合は換気等の低減措置を行う。
●特定作業場においては 0.25ppm 以下とし、この値を超える場
合は呼吸用保護具等を使用し、作業者のばく露防止を図る。
3） 測定方法①採取方法●通常の作業時間中に行う。
●特定作業所においては当該発生源ごとに、ホルムアルデヒドの濃度が最も高くなると思われる時間に行う。
②測定方法● 1-1、3）②項と同じ。測定時間（採取時間）は 1 の測定点ごとに 10 分間以上行う。
●適用される濃度指針値を精度良く測定できる検知管で測定する
場合は仕様に応じた時間で測定を行う（一般には 10 〜 30 分間）。
③採取位置
●作業所の中央付近の床から 0.5 〜 1.5m の高さで採取する。
●特定作業所では当該作業が行われる位置。
1 ― 3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）
ホルムアルデヒドについて政令平成 14 年 10 月 11 日第 309 号に規定されたが、具体的事項については、今後公布される省令による。

2 ― 2 室内汚染に関する建設省営繕部通達（平成 12 年 6 月 14 日）
1） 測定対象場所
各官庁で発注する新規建築物及び改築、修理を行った建物
2） 測定対象物質と室内濃度指針値①ホルムアルデヒド 0.08ppm②トルエン
0.07ppm③キシレン
0.20ppm3） 測定方法①測定方法 簡易法（検知管法等）

3. 文部科学省
3 ― 1 学校環境衛生の基準（平成 14 年 2 月 5 日一部改訂）
1） 測定対象場所
教室等、年 1 回定期測定（著しく低濃度であれば次回から省略可）
2） 測定対象物質と判定基準値①ホルムアルデヒド
100 μ g/m3（0.08ppm）②トルエン
260 μ g/m3（0.07ppm）③キシレン
870 μ g/m3（0.20ppm）④パラジクロロベンゼン 240 μ g/m3（0.04ppm）※両単位の換算は 25 ℃の場合による
3） 測定方法①採取方法 授業時間帯に吸引方式では 30 分間で 2 回以上採取を行う。当該教室で児童生徒がいない場合は、窓等をしめた状態で 30 分間で 2 回以上採取を行う。
②測定方法 1-1、3）②項と同じ。
③採取場所 普通教室、音楽室、図工室、コンピュ-タ教室、体育館等必要と認める教室。
④採取位置 机上の高さで採取する。
⑤その他
簡易測定法（検知管法）は上記と同等以上の信頼性が確保できれば使用しても差し支えない。（現在、実態調査を行っている）
4） 臨時環境衛生検査①新たに、机等学校用備品の搬入等によりホルムアルデヒド及び揮発性有機化学物質のおそれがある場合検査を行う。
②新たに、新築･改築等を行った際にはホルムアルデヒド及び揮発性有機化学物質の濃度が基準値以下であることを確認させ引き渡しを受ける。

4. 経済産業省
4 ― 1 JIS
「室内空気のホルムアルデヒドのサンプリング方法」現在審議中

2002 秋号

製 品 情 報室内汚染測定用ホルムアルデヒド測定セット● ホルムアルデヒド検知管 710● 専用エアーサンプラ S-23

現在、室内汚染で問題となっているホルムアルデヒドの濃度測定は、吸光光度法やHPLC 法が一般的です。しかし、これらは高価な機器や知識・熟練が必要です。また、簡易測定法として有効な検知管法においても、これまでは室内汚染レベルの微量なホルムアルデヒドを測定する事はできませんでした。新開発の検知管は、エアーサンプ
ラ S-21 及び S-23 の使用で 0.01 〜 1.2 ppm の範囲での測定が可能となり、WHOによる室内環境勧告値 0.1mg /m 3（0.08 ppm 30 min 平均）をカバーできます。

専用エアーサンプラ S-23
エアーポンプ

ダイヤフラム

計測範囲： 00:00 〜 99:59（hr:min）
最小表示： 1min
経過時間表示：加算・減算表示（出荷時減算設定）

最大吸引圧

400hPa 以上（全負荷時）時 間 表 示ガ ス 採 取制 御 モ ード

時間モード：タイマの設定時間でポンプの自動停止（積算表示可）
積算モード：積算量設定値でポンプの自動停止（吸引時間表示可）

使用温度範囲

0 〜 40 ℃

表液晶デジタル表示

電AC 100 V 50/60Hz

瞬時流量の計測と表示

流量設定はニードルパルブによる計測範囲： 0.00 〜 1.10L 最小表示： 0.01L

寸法・重量130（W）× 270（H）× 283（D）mm ・約 4kg

測 定 位 置

積算流量の計測と表示

計測範囲： 0.00 〜 99.99L
最小表示： 0.01L930mm（検知管・捕集管なし）：
検知管装着時で約 1000 〜 1050mm

示源オプション： 1. チップカッター

ホルムアルデヒド検知管 710

2. 温度計

3. アルミケース（収納ケース）

ホルムアルデヒド検知管 710A

除湿管

1.0ppm

0.6

0.4

0.8

JAPAN
730-1

ppm

0.40

0.30

0.20

0.10

200ml／min×15min

0.05

1.0

0.8

0.6ppm

0.4

0.05
0.1
0.2

GAS

p-ジクロロベンゼン検知管 730
0.03

換算表によりキシレン・トルエン検知管 721（ エチルベンゼン測定可能 ）使 用 採 取 器： エアーサンプラ S-21（S-20 / S-20B）S-23
測 定 範 囲： 0.05 〜 2.0 ppm
試 料 採 取 量： 4.5L、9L
測 定 時 間： 30 分
吸 引 流 量： 300 mR / min
吸 引 圧： 150hPa 以上
色 の 変 化： 黄橙色→赤色
使用温度範囲： 10 〜 35 ℃（温度補正有り）
使用湿度範囲： 10 〜 90 ％ RH
保 管 方 法： 冷蔵庫（0 〜 10 ℃）
1 箱の測定回数： 20 回

0.01

使 用 採 取 器： エアーサンプラ S-21（S-20 / S-20B）S-23
測 定 範 囲： 0.01 〜 1.2 ppm
試 料 採 取 量： 2L、3L、9L
測 定 時 間： 10 分、30 分
吸 引 流 量： 200 mR / min、300 mR / min
吸 引 圧： 150hPa 以上
色 の 変 化： 黄色→桃色
使用温度範囲： 10 〜 35 ℃（温度補正有り）
使用湿度範囲： 15 〜 95 ％ RH
保 管 方 法： 冷蔵庫（0 〜 10 ℃）
1 箱の測定回数： 20 回

0.20.05
0.1JAPAN0.12ppm

0.100.08

0.06

0.04

0.01
0.02

〈高濃度用〉

検知管使 用 採 取 器： エアーサンプラ S-21（S-20 / S-20B）S-23
測 定 範 囲： 0.05 〜 1.0 ppm
試 料 採 取 量： 4L
測 定 時 間： 20 分
吸 引 流 量： 200 mR / min
吸 引 圧： 150hPa 以上
色 の 変 化： 白色→茶色
使用温度範囲： 5 〜 35 ℃
使用湿度範囲： 10 〜 80 ％ RH
保 管 方 法： 冷蔵庫（0 〜 10 ℃）
1 箱の測定回数： 10 回
※キシレン測定範囲： 0.1 〜 1.4ppm ※エチルベンゼン測定範囲： 0.05 〜 1.0ppm

使 用 採 取 器： エアーサンプラ S-21（S-20 / S-20B）S-23
測 定 範 囲： 0.01 〜 0.40 ppm
試 料 採 取 量： 3L
測 定 時 間： 15 分
吸 引 流 量： 200 mR / min
吸 引 圧： 150hPa 以上
色 の 変 化： 橙色→赤紫色
使用温度範囲： 10 〜 35 ℃（温度補正有り）
使用湿度範囲： 10 〜 90 ％ RH
保 管 方 法： 冷暗所
1 箱の測定回数： 10 回

南 の 北 海 道
私の趣味はツーリングです。その中でも、夏流させてもらい、一緒に食事や花火等で思いっませんが、一貫して感じたモノがあります。そ休みに北海道をツーリングすることが特に楽しきり遊びました。ここまでは、よくある話かもれは「優しいこころ・暖かいこころ」です。私

みなイベントです。その北海道へのツーリングしれません。しかし、ツーリングが終わって２はそんなこころのある北海道が大好きで、夏にも、行く度に思い出がいっぱいできます。

週間後、思いも寄らないモノが届きました。そなるとつい足を運びたくなります。皆さんも人ある年、私は然別湖という湖の湖畔にテントれは、その時のメンバーが作った手作り文集の心に南のような温かさ（暖かさ）がある北海を張りました。そこで夕食の支度をしていると、「キャンプへ行こう」でした。その文集は、そ道へ、是非、足を運んでみたらいかかでしょう

私より４〜５歳年下と思われるお兄さんが、声の時の思い出を作文にしたものに、写真をアルか？

を掛けてきました。「良かったらこれ食べませバム状にして貼り付けたモノでした。私は、そんか？」。見ると大きなホッケの開き。喜んでの文集もうれしいのですが、この出会いを大切いただき、夕食を食べ始めると再びこちらに来にしてくれた標茶町のお兄さんたちの心がとてて、「良かったら、こちらで一緒に食べませんもうれしかったです。

しかりべつ（Y）しべちゃか？」と誘ってくれました。ずうずうしくも合

私の北海道の思い出は、ここでは紹介し切れ検知管の売り？
「明日、現場実験いってくれ」との課長の言葉で、新築マンションへ行くこととなった。
今回の現場実験は、分析会社が室内環境測定を行うすぐ横で同時に行うとのことだった。
現場に着くとさすがに分析会社、精密分析を行う為の機材の多さたるや･･･。正規の室内環境測定?にはこれだけの機材が必要なんだろうな、と思いつつ我々の機材といえば、両手にエアーサンプラ S-23を、バックの中にはその他検知管など小物、機材と云うのもおこがましいほどの荷物。しかし、これだ
けあれば検知管測定には必要十分なのである。い
ざ測定の準備をするため部屋へ入ろうとした瞬間、「絶対部屋内にキズを付けないでください。」との言葉。続けて、「修理が出来ない訳ではないんです。この部屋は来週引き渡しの為、修理の時間が無いんです。」。
考えてみれば、エアーサンプラは金属製でちょっとこするだけでも新品のフローリングや壁にキズを付けてしまうし、検知管にしても、ガラス屑が飛び散り、それが原因でフローリングに傷をつけてしまう可能性がある。細心の注意を払い機器を設置し、準備 OK（この間約 10 分弱）後は測定スタートを待つばかり。しかし、回りを見ると精密分析は準備中でとてもスタート出来る状態ではない。ということで、準備の妨げになってはいけないと廊下に出て待っていると、担当者が出てきて、「光明さん、準備は終わったんですか?」、光明、「はい!」、担当者「検知管は準備が楽でいいですよね。」、光明、「はい、これが売りですから」････。 この後、数部屋の測定を行い、現場実験を終了しました。
帰る道すがら、まだまだ検知管も捨てた物ではないな、と思う反面、「現場に合った製品の開発が必要だ!」と考えつつ現場を後にしま＜秋期展示会＞● 緑十字展期 間： 10 月 23 日〜 10 月 25 日会 場： 福岡国際センター● 全科展
期 間： 11 月 20 日〜 11 月 22 日
会 場： 東京ビッグサイト● 作業環境測定研究会展示会
期 間： 11 月 13 日〜 11 月 15 日
会 場： 大分東洋ホテル● セミコンジャパン 2002
期 間： 12 月 4 日〜 12 月 6 日
会 場： 幕張メッセ

した。（M）KOMYO CALENDAR

10日

月

67火

水

木

金

土

1234589 10 11 1213 14 15 16 17 18 1911日

月火

水

木

34567

金土

128910 11 12 13 14 15 1612日

月

火

水

木

金

土

123456789 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21OCT 20 21 22 23 24 25 26 NOV 17 18 19 20 21 22 23 DEC 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

29 30 31光明理化学工業株式会社 ホームページ http://www.komyokk.co.jp
本社 〒152-8503 東 京 都 目 黒 区 中 央 町 1 - 8 - 2 4☎ (03)5704-3511(代) FAX.(03)5704-3316
大 阪 支 店 〒530-0043 大 阪 市 北 区 天 満 4 丁 目 1 3 番 6 号☎ (06)6354-5800(代) FAX.(06)6354-5801
福 岡 営 業 所 〒812-0007 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 3 丁 目 2 7 番 1 号
FAX.(092)481-5037☎ (092)431-8803

札 幌 営 業 所 〒003-0807 札幌市白石区菊水七条2-7-1(SEビル5F)
FAX.(011)815-1106☎ (011)815-1121
北関東営業所 〒362-0048 埼玉県上尾市大字川236-1(第三加藤ビル)
FAX.(048)781-3078☎ (048)725-5682
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町 3-15 (日重ビル 3F)
FAX.(052)332-5176☎ (052)332-5175《ほおぷ》No.91（2002・秋号）
発行日： 2002 年 10 月 30 日
発行元：光明理化学工業株式会社
編 集：ほおぷ編集委員会
編集責任者 久保田
ほおぷ に関するお問合せは
左記の本社 TEL ・ FAX です