ELGA LABWATER CATALOGUE
ラボ用純水・超純水システム
エルガ製品総合カタログ vol.7
2024 年 4 月版

エルガ・ラボウォーターは世界第 2 位のラボ用純水・超純水装置メーカーです
エルガはおかげさまで 2025 年に創業 88 周年を迎えます
エルガ・ラボウォーター（ELGA・LabWater）は 1 937 年にイギリスにおいてウォルター ローチにより設立された世界で一番の老舗ともいえる、ラボ用純水装置メーカーです。

ELGA の名前の由来は ELectric ＆ GAs から来ており、もともと家電製品の製造を目的として創業しましたが、スチームアイロンが硬水の使用によりスケールに悩まされたことから、すぐに水処理ビジネスへ転換し、スケーリングを防止するための小型イオン交換ユニットを開発しました。我々は、この技術が他のアプリケーション、特に研究室で大きな可能性を持っていることに気づき、ラボ
用純水装置のビジネスへと発展させました。

1 959 年にはラボ用の純水装置を北米およびアジア地域にも提供を開始しました。現在では、世界 60 か国以上に直接ビジネスを展開しており、実験室、医療及び臨床検査用純水装置の世界的リーダーとなっています。

2000 年に世界的な水道事業を展開するヴェオリア グループに買収され、その関連会社であるヴェオリア・ウォーター・テクノロジー（UK）Ltd. の一部門として現在に至っています。

ELGA は長らく日本においては輸入代理店にそのほとんどの業務を委託して、ビジネスの展開を図ってきました。しかしながら、改めて日本市場の重要性について再認識し、2009 年にエルガ・ラボウォーターとして日本事務所を開設、輸入代理店の支援業務を開始して現在に至っています。

ELGA は、早くから技術開発の先進性を志向し、また製品デザインの重要性を認識しており、世界中の 1 8 の特許を保持し、ラボ用純水装置に多くの先進テクノロジーの採用をどこよりも早く行ってきました。その一例を右図に示しましたのでご参照ください。またその製品デザインも数多くの産業デザインにおける国際的な賞を授与されています。
また ELGA 製品は可能な限り環境への負荷を低減するよう設計されています。

弊社社長ノーラ イケネも「私たちは、80 年以上の伝統を有する純水装置メーカーとして、環境に持続可能な技術や製品設計を使用し、当社の業務が気候変動に与える影響を最小限にする責任があります。」と述べております。
これからも 1 00 年を越えてより良い製品、サービスを提供できるように努力してまいりますので宜しくお願い申し上げます。

2

Contents

エルガの高性能な製品作り
エルガ製品の特長
エルガの純水・超純水装置には、純水・超純水装置専任メーカーによる設計により、他社にはない多くの特長があります。

1 採水口フィルターは不採用。最終フィルターは水質センサーの前に配置
2 タンク水循環システムの採用によりタンク水質劣化を防止、タンク内に UV ランプ不要

3 高精度のリアルタイム TOC モニタリングを採用
4 消耗品の交換を前面から簡単に、低頻度にエルガ製品の特長

4

超純水・純水装置選定ガイド

6

システム構築例

8

超純水装置

1 日 10ℓ程度まで
PURELAB Quest 1（RO / DI）

12

PURELAB Quest 2（RO / DI / UV）

13

1 日 20ℓ程度まで

5 全機種バリデーション対応（PURELAB Quest を除く）

14

PURELAB flex 3※ 詳細は 4、5 ページに掲載しています

1 日 50ℓまで

エルガの先進技術一例

16

PURELAB flex / flex UV
1 日 100ℓまで

エルガがラボ用純水装置に初めて導入した技術です。

17

PURELAB Chorus 1 Complete 10 / 20
高感度分析用

1 985

セルロースに代わるコンポジット RO 膜 採用

1 988

酸化 UV ランプ 採用
循環ライン内に採水ディスペンサー 設置
複合型タンクエアベントフィルター 採用

1 990

PURELAB Chorus 1 Analytical Research 19
バイオ研究用20

PURELAB Chorus 1 Life ScienceUHQ

1 日 50ℓ以上の汎用超純水

銀添加活性炭 採用

21

PURELAB Chorus 1 General Science
MAXIMAピュアラボディスペンサー

22

ハローディスペンサー

23

1 992

ピュアシュア方式 採用（18 ページ参照）

1 993

TOC モニタリング 採用

1 995

三室構造 EDI（スケーリング防止機能）採用（26 ページ参照）

2000

複数ディスぺンサー 採用

2001

装置一体型タンク 採用

PURELAB Chorus 2+（RO / DI / UV）10 / 20

27

2002

カートリッジのデータタグ管理（誤装着防止）採用

PURELAB Chorus 2 （RO / EDI / UV）10 / 20

28

PURELAB Chorus 2 10 / 20

29

2003

大型装置での管理キーシステム 採用
大型装置の一体成型タンク 採用

PURELAB Chorus 3 10 / 20 / 30

29

2004

夜間休止機能 採用

2005

採水操作のメモリ機能 採用（23 ページ参照）

2009

装置殺菌洗浄パック 採用

201 4

複数装置のセントラル制御機能 採用

201 8

ディスペンサーに IPX7 防水機能 採用

2024

新素材（アポクリン膜）RO 膜 採用

分析装置直結型超純水装置

24

PURELAB flex 5

Ultra

純水装置
+

MEDICA Pro

超純水装置
flex

純水装置
Chorus

一覧

30

一覧

31

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧

32

販売終了装置消耗品一覧

38

Quest

ピュアラボディスペンサー

3

エルガ製品の特長
採水水質と表示が一致

採水水質の劣化防止

エルガは採水口に各種フィルターカートリッジの装着はお奨めしません。
エルガの超純水システムは、最終水質センサーで水質を測定後に、水質変動を招くカートリッジ類は装着していません。
高感度分析用超純水装置の採水口に各種カートリッジを装着した場合としない場合の採水水質を比較すると、カートリッジを装着しない場合が最もゴーストピークがなく、バックグランドが安定しています。1 ） また、採水口フィルターは交換後 200ℓ程度排水しないと水質が安定しません。2）3）
しかも、装置の水質表示は交換前と交換後の排水中とで全く変化がないのでご注意ください。
Chorus システムは、用途に合わせた超純水カートリッジ（18 ページ参照）を採用し、様々な分野に最高純度の超純水を供給します。
採水口フィルターは交換後 200ℓ程度
排水しないと水質が安定しません。

採水口に各種フィルターの装着は
水質低下の恐れがあります
200

18

0.035

180

16

0.030

160

活性炭

0.0 1 5
0.010

C18

0.005

無し

比抵抗値（MΩ・cm）

TOC（ppb）

UF

POU 活性炭POU UF

140

0.020
AU

採水口フィルター装着直後に生じる
水質劣化

0.040

0.025

POU C18

120
100
80
60

MF

14
12
10

0.000

20

2

0

0

4.00

6.00

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00

採水口カートリッジの装着による水質への影響 1 ）

0

20

40

60

80

通水量
（L）

100

120

140

各種フィルター交換後の TOC 変動例 2）（Whitehead, Labwater Tutorials 201 8.6）

Conditions ; Column : Develosil FlexFire AQ C18, 1.6 µm (2.0x100 mm)

Conditions ; ColumnSystem: Develosil
FlexFire AQ C1 8, 1 .6 µm (2.0x1 00 mm): Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS
System Mobile: Waters
H-Class PLUS
phase ACQUITY: A) Water B)UPLC
Acetonitrile
Mobile phase: :A)UVWater
Detection
210 nm B) Acetonitrile（野村化学株式会社様ご提供）
injection
10.0 injectionµL
Detection: UVvolume
21 0 nmvolume1 0.0 µL

POU C 18

6-0.0050.00

2.00

POU UF8

POU 活性炭

4

40

分

0

20

40

60

80

洗浄水量
（L)

100

120

140

各種フィルター交換後の比抵抗値変動例 3）（野村化学株式会社様ご提供）

2 タンク水循環システムを採用 タンク水の水質劣化を防止

タンク用 UV ランプ不要

採水水質と表示が一致

エルガは、タンク水を循環し、その循環ライン中に純水カートリッジ・UV ランプを配置することでタンク水の水質維持を可能にしました。純水・
超純水は貯留直後から水質が低下しますので貯水タンクに殺菌ランプを入れるだけでは水質の維持は図れません。
タンク水循環システムにより、タンク水の劣化を防ぎ、超純水装置の負荷を抑え結果として超純水装置のカートリッジの寿命も伸ばすことができます。反対に、タンクに製造した水を貯めるだけの純水装置は、ディスプレイに表示された水質が採水水質と大きく異なり安心してお使いになれません。その点エルガのタンク水循環システムを有する純水・超純水装置は循環ライン採水直前のポイントで水質を測定しますので安心です。
また、循環ライン中の UV ランプによりバクテリアの抑制を図ります。このためタンクには殺菌用 UV ランプを装着する必要がなく、ランニング
コストを低減できます。
1,000,000

総菌数（CFU/㎖）

エルガ製品の特長

1 採水口フィルターは不採用
最終フィルターは水質センサーの前に配置

10,000

100

ー 滞留水
ー 循環水

1

0.01
0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98 105 112

日数

滞留水と循環水中でのバクテリア数4

純水を貯留した時の純度低下例

3 高精度のリアルタイム TOC モニタリングを採用

採水水質と表示が一致
エルガ製品の特長

超純水の残存有機物の水質は、全有機炭素（TOC）の量で確認できます。
エルガの TOC モニターは UV ランプ前後の比抵抗値を測定し、リアルタイムに TOC 値を演算表示します。
リアルタイム TOC モニタリングの利点：• 2 秒ごとに測定値を表示するので表示値と採水水質が常に等しくなり、安心して使えます。システム内の急激な TOC 上昇が生じても、水質が低下
した水の採水を防ぐことができます

バッチ式 TOC モニターは、サンプリング後 5 ～ 1 0 分後に測定値がアウトプットされますので、実際の採水水質とは異なる恐れがあります。4）

2 秒おきに測定するリアルタイムモニタリングですが、TOC 計での測定値と高い相関があり、低濃度の TOC 計として十分に信頼性を有しています。5）
他社は機種によっては採水後に TOC の測定を開始する場合もあります。その場合採水した水の TOC 値は、数分後にしか分からないため高感度分析に使用する際には特に注意が必要です。
ELGA リアルタイム TOC モニター

バッチ式 TOC monitor

採水水質

TOC モニターと TOC 計の比較例 5）

25

エルガ TOC モニター

9
7
5
4
3
2
1

TOC (ppb)

20
15
10
5
0

0

5

時間（分）

10

Sievers 820 アナライザー
9.1
6.4
5.0
3.8
3.2
2.1
1 .7

（ELGA LabWater, Technology Note No.28）

15

TOC 表示値と採水水質の変化例 4）（ELGA LabWater, Technology Note No.1 8）

4 消耗品の交換を前面から簡単に、低頻度に
2 ～ 3 年交換が不要な RO 膜を除き、ほとんど全ての消耗品は装置の前扉を開くだけで交換可能です。イージーメンテナンスを追求した装置デザインです。特に純水・超純水カートリッジはワンタッチ操作によりどなたでも簡単に交換できます。また PURELAB flex や PURELAB Chorus では操作
手順がディスプレイ上に表示されますので確実に交換できます。

PURELAB Quest

PURELAB flex 3

PURELAB Chorus 2

PURELAB Chorus 1 Complete

5 全機種バリデーション対応（PURELAB Quest を除く）
エルガの純水・超純水装置は PURELAB Quest を除く全機種がバリデー
ションサポートの対象です。最上位機種だけではなく幅広い機種から選定ができるため、大幅にイニシャルコストを低減できます。また最上バリデーションサポートを希望されるお客様の超純水の使用量が 1 日 5ℓ程度の場合の超純水システム選定比較
エルガ製品：PURELAB flex 3

位機種では消耗品の点数も多く、ランニングコストも高額になります。

製品価格（導入コスト）

年間ランニングコスト

その点、エルガはお客様の用途や使用量に合った適切な装置をご提案¥1 ,500,000 〜¥21 2,000 〜

できますので、ランニングコストの低減にもつながります。

A 社 製品：最少機種（RO 水製造 3ℓ/ 時）
製品価格（導入コスト）

年間平均ランニングコスト¥2,770,000 〜¥354,000 〜5超純水・純水装置選定ガイド
装置選定の進め方
使用目的や用途（水質）は？

Q 1 ：水の使用用途は何ですか
超純水・純水装置選定ガイド

使用用途によって要求される水質が異なり

1 0ℓ程度までます。右のガイドの用途（水質）を参考にして超純水・純水・RO 水など装置分類を決め

50ℓ程度までます。

• JIS K0557 A4 レベルの水• 無機分析（原子吸光・ICP・IC）

1 00ℓ程度まで

Q 2：1 日の使用量は何ℓ程度ですか
1 日のおおよその使用量がわかれば、純水

200ℓ程度まで装置の製造量の目安となります。超純水が必要な場合も供給用の純水装置の機種が決

1 0ℓ程度まで

まります。

超純水

Q 3：1 回の使用量は何ℓ程度ですか
1 回の使用量が 1 度に採水できなければ不• JIS K0557 A4 レベルの水• 無機分析（原子吸光・ICP・IC）• 有機分析（HPLC・TOC 測定）• ライフサイエンス研究用

20ℓ程度まで50ℓ程度まで便です。この量を基にタンクの容量を決め

1 00ℓ程度までます。エルガでは純水装置の製造量が大きいのでスペースや貯水質の低下を抑えるた• 超高感度元素分析（ICP-MS・IC-MS）• 超高感度有機物分析（LC/MS・GC-MS）• 精密洗浄用

め小さめのタンクをお薦めしています。

純水

多くの機種の中から最適な装置の選定や超純水システムの構築を行うのは大変です。また設置のスペースとして（RO + DI）

タンクやオプション類を忘れてしまうこともあります。

比抵抗：1 MΩ・cm 以上
電導率：1 µS/cm 以下

お客様のニーズを想定してエルガの推奨するシステム
いますので目安としてください。

純
水

20ℓ程度まで

比抵抗：0.03 MΩ・cm 以上
電導率：30 µS/cm 以下

6• 蒸留水製造装置の切替• イオン交換ボンベ切替• 化学分析用
• 生物学実験用• 精製水レベルの水• JIS K0557 A2 〜 A3

1 0ℓ程度まで

1 00ℓ程度までレベルの水• 超純水装置への供給用

逆浸透水
（RO）

200ℓ程度まで

200ℓ程度まで• 分析装置接続用

実際に設置した時のイメージを確認した
い方は推奨システム・装置の設置例（8 〜
11 ページ）をご覧ください

1 00ℓ程度まで

1 00ℓ程度まで• ライフサイエンス研究用• 微量有機物分析（LC/MS）• 動物細胞培養用の設置例を紹介します。ランニングコストも記載して

1 日の使用量は？

• 環境試験機用• 耐候性試験機用• オートクレーブ用• 一般産業向け洗浄用• 加湿器用• 実験動物飼育用

200ℓ程度まで

1 00ℓ程度まで200ℓ程度まで
300ℓ程度まで

推奨する超純水装置

純水装置がない場合の推奨純水装置

PURELAB Quest 1 （P. 12）

純水装置は必要ありません

PURELAB flex（P. 16）

PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）（P. 27）+

PURELAB Chorus 2 （RO/DI/UV）（P. 27）

超純水・純水装置選定ガイド不要（内蔵 7ℓ）

PURELAB Chorus 2（P. 29）
PURELAB Chorus 1
General Science（P. 21）

タンク

必要（4 種類から選択）

PURELAB Chorus 2+（RO/EDI/UV）（P. 28）
PURELAB Quest 2（P. 13）不要（内蔵 7ℓ）
純水装置は必要ありません

PURELAB flex 3（P. 14）不要（内蔵 7ℓ）

PURELAB flex UV（P. 16）

PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）（P. 27）

必要（4 種類から選択）

PURELAB Chorus 1 Complete（P. 17）

純水装置は必要ありません

必要（4 種類から選択）

PURELAB Chorus 1
Analytical Research（P. 19）

PURELAB Chorus 1
Life Science（P. 20）
PURELAB flex 5（P. 24）

推奨する RO・純水装置
PURELAB Quest 1（超純水装置）（P. 12）

PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）（P. 27）
PURELAB Chorus 2+（RO/EDI/UV）（P. 28）
PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）（P. 27）
PURELAB Chorus 2+（RO/EDI/UV）（P. 28）

PURELAB Chorus 2 （RO/DI/UV）（P. 27）

必要（4 種類から選択）

純水装置は必要ありません

タンク不要（内蔵 7ℓ）

不要（内蔵 7ℓ）

タンク 選定ガイド
PURELAB Chorus は専用タンクを、1 回もしくは 1 日の使用量に合わせて選定してください。

1 回の使用量は？

PURELAB Chorus 2（P. 29）+

必要（4 種類から選択）

超純水・純水必要（4 種類から選択）

PURELAB Chorus 2+（RO/EDI/UV）（P. 28）

1 回の使用量タンク～ 1 0ℓ

1 5ℓタンク～ 20ℓ

30ℓタンク～ 50ℓ

60ℓタンク～ 80ℓ

1 00ℓタンク

PURELAB Chorus 3 1 0（P. 29）
PURELAB Chorus 3 20（P. 29）
PURELAB Chorus 3 30（P. 29）

必要（4 種類から選択）

この選定ガイドはあくまでも機種選定の目安です。詳しくはお近くの販売店もしくはエルガまでお問い合わせください7システム構築例

システム構築例

超純水システム
システム構築例

1 日の使用量 10ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 5ℓ使用の場合小量使用ラボのベーシックシステム
超純水装置：

超純水・純水装置

合計
オプション：¥ 1 75,500

1 日 10ℓ使用の場合¥800,000（13 ページ参照）

PURELAB Quest 2¥201 ,000¥800,000

ピュアラボディスペンサー
1 5ℓタンク 2）
減圧レギュレーター
前処理カートリッジ据付キット 1 ）
漏水センサーシステム¥470,000（22 ページ参照）¥235,000（31 ページ参照）¥59,000¥90,000¥1 30,000

1 ）原水水質によっては前処理カートリッジが必要となります
2）タンク（RO 水貯留用）は 1 5ℓまたは 30ℓが接続可能です※ ピュアラボディスペンサーとタンクは同時に接続できません※ ディスペンサーはオプションです

1 日の使用量 20ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 5ℓ使用の場合小量使用ラボのスタンダードシステム
超純水装置：

オプション：¥1 ,500,000（14 ページ参照）

PURELAB flex 3

合計¥2 1 2,000

1 日 10ℓ使用の場合¥241 ,000¥1 ,500,000

フットスイッチ
減圧レギュレーター
前処理カートリッジ据付キット 1 ）
漏水センサーシステム¥43,000¥59,000¥90,000¥1 30,000

1 ） 原水水質によっては前処理カートリッジが必要となります

1 日の使用量 100ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 20ℓ使用の場合

超純水を主に使用されるユーザー向け
超純水装置：
タンク：

合計
オプション：¥266,000

1 日 50ℓ使用の場合

PURELAB Chorus 1 Complete 1 0 ¥1 ,240,000（17 ページ参照）
30ℓタンク 1 ）¥278,000（31 ページ参照）

ピュアラボディスペンサー
Chorus 専用電源ユニット
減圧レギュレーター
漏水センサーシステム¥384,500¥1 ,51 8,000¥470,000（22 ページ参照）¥42,500¥59,000¥1 30,000

1 ）タンクは使用量に応じて最適な容量を選択してください※ オプションでハローディスペンサーを接続可能（23 ページ参照）

ラボ用の純水に求められる水質※ ディスペンサーはオプションです

JIS K0557

超純水は、比抵抗 1 8.2 M Ω・cm 以上、TOC 20 もしくは 5 ppb 未満と一般的に定義されます。しかし純水の場合は用途が広いため、目的に応じた水質が設定されています。分析研究用途には JIS K0557、臨床検査用途には CLRW、そして医療器具（機器）の洗浄用途には ISO1 5883 とHTM2030 といった規格があります。
日本の水質規格は、研究室・試験室で用いられる純水・超純水は JIS K0557

A1「用水・排水の試験に用いる水」を基準としています。

A2

一般的に超純水は A4 グレード、純水はA3 グレードが求められます

A3
A4

器具類の洗浄。A2 ～ A3 の原料。最終工程でイオン交換法又は逆浸透膜法などによって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
一般的な試験。A3 ～ A4 の原料。A1 の水を用い、最終工程でイオン交換装置・精密ろ過器などの組み合わせによって精製したもの。
又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
試薬類の調整、微量成分の試験。A1 または A2 の水を用い、最終工程で蒸留法によって精製したもの。又はこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。
微量成分の試験。A2 または A3 の水を用い、石英ガラス製の蒸留装置による蒸留法、又は非沸騰型蒸留装置による蒸留法で精製したもの、若しくはこれと同等の質が得られる方法で精製したもの。

この規格の A4 グレードを求められる方は ▶ 超純水装置

A2、A3 グレードを求められる方はJIS K0557 に規定されている試験用水の水質
水質
測定項目

A1

電気伝導率
（mS/m at25℃）

TOC（mgCL-1）
亜鉛（µgL-1）＜ 0.5 ＜ 0.5 ＜ 0.1

A2

A3

A4

＜ 0.5

＜ 0.1

＜ 0.1

＜ 0.1

＜1

＜ 0.5 ＜ 0.2 ＜ 0.05

シリカ（µgL-1）

＜ 50

＜ 5.0

＜ 2.5

塩化物イオン（µgL-1） ＜ 10

＜2

＜1

＜1

硫酸イオン
（µgL-1）

＜2

＜1

＜1

＜ 10

12 ページ へ▶ ラボ用純水装置 26 ページ へ※ 価格はあくまでも参考です。詳細・正確なお見積もりは代理店または最寄の販売店までお問い合わせください。
※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。
接続環境により、架台もしくはドレインパン、前処理フィルター、水道接続キットなどが必要な場合は別途ご確認ください。
8

＜ 0.1

ー

システム構築例
1 日の使用量 20ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 5ℓ使用の場合分析装置に直接接続します¥1 ,895,000（24 ページ参照）

PURELAB flex 5

合計
オプション：¥241 ,000¥1 ,895,000

フットスイッチ
減圧レギュレーター
前処理カートリッジ据付キット 1 ）
漏水センサーシステム

超純水・純水装置

超純水装置：¥2 1 2,000

1 日 10ℓ使用の場合¥43,000¥59,000¥90,000¥1 30,000

1 ） 原水水質によっては前処理カートリッジが必要となります

超純水装置（純水配管がある場合）
1 日の使用量 50ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 10ℓ使用の場合

純水タンクもしくは純水供給ラインに直接接続します
用途に合わせて機種を選定できます
超純水装置：

合計
オプション：（供給水質 1 M Ω・cm の純水）

¥76,500

1 日 20ℓ使用の場合（供給水質 1 M Ω・cm の純水）

¥1 ,465,000（16 ページ参照）

PURELAB flex UV¥1 00,500¥1 ,465,000

フットスイッチ
給水圧調整バルブ 1 ）漏水センサーシステム

1 日 50ℓ使用の場合（供給水質 1 M Ω・cm の純水）

¥43,000¥90,000¥1 30,000¥ 1 73,500

1 ） タンク水供給時は不要です。
給水圧が 4 bar 以下の場合は型番 LA652 を、4 bar 以上の場合は型番 LA575 を選定してください。
※ 供給水質が 1 M Ω・cm 未満の場合はプレコンディショニングキット（33 ページ）が必要です。
詳細はお問合せください。

1 日の使用量 200ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 100ℓ使用の場合

純水タンクもしくは純水供給ラインに直接接続します
用途と使い勝手に合わせて、機種とディスペンサーを選定できます
高感度分析用の超純水カートリッジも選定できます
超純水装置：PURELAB Chorus 1 Analytical Research
Chorus 専用電源ユニット
ピュアラボディスペンサー

合計
オプション：（供給水質 7.5 µS/cm の RO 水）¥543,500

1 日 100ℓ使用の場合（供給水質 1 M Ω・cm の純水）

¥1 42,500¥1 ,500,000（19 ページ参照）¥42,500¥470,000（22 ページ参照）¥2,01 2,500

給水圧調整バルブ
漏水センサーシステム
1）¥90,000¥1 30,000

1 ） タンク水供給時は不要です。
給水圧が 4 bar 以下の場合は型番 LA652 を、4 bar 以上の場合は型番 LA575 を選定してください。

PURELAB Chorus 1 と PURELAB flex どちらが最適？

より高純度の超純水を製造可能です（右図）。

1 回の超純水採水量が 50ℓを超える場合や、より高純度の超純水を必要とされる場合には超純水カートリッジの容量が小さい PURELAB flex ではなく PURELAB Chorus をお奨めいたします。

2.5
2TOC（ppb）

PURELAB Chorus は PURELAB flex シリーズに比べ超純水カートリッジの容量が約 5 倍もあり、更に 2 本を直列に配して使用します（PureSure
システム、18 ページ）。そのため最高純度の超純水を安定して長期間、製造可能です。Analytical Research と Life Science（19 ～ 20 ページ）の TOC 値の仕様は 3 ppb 以下ですが、実際には flex UV と比較して、システム構築例

超純水装置（純水配管がある場合）
分析装置直結型超純水装置（水道直結の場合）

1.5
1
PURELAB flex UVPURELAB Chorus 1 Analytical Research

0.5
0

0

5

超純水装置

時間（分）

10

15

機種別 TOC 測定例※ 実際に供給水の条件や装置の運用状況によりランニングコストは変わりますので、ご承知おきください。
※ このカタログでは、日本での平均的なランニングコストを提示することができるように、電気伝導率 1 50 µS/cm の水道水を供給水としています。また、純水装置の RO カートリッジは、除去率 92％まで低下した時に交換することを前提にしています。特別に記述が無い場合は、
この RO 水条件で純水カートリッジ・超純水装置のランニングコストを算出しています。

9システム構築例
超純水システム
システム構築例

1 日の使用量 50ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 20ℓ使用の場合

純水も超純水もどちらも使用されるユーザー向け

超純水・純水装置

超純水装置： PURELAB flex UV
タンク：
30ℓタンク+
純水装置：
PURELAB Chorus 2（
RO/DI/UV）10

合計¥275,000

1 日 50ℓ使用の場合¥1 ,465,000（16 ページ参照）¥278,000（31 ページ参照）¥1 ,070,000（27 ページ参照）¥379,000¥2,81 3,000

オプション： ピュアラボディスペンサー（純水採水用） ¥470,000（22 ページ参照）
Chorus 専用電源ユニット¥42,500
減圧レギュレーター¥59,000
漏水センサーシステム¥1 30,000※ 純水採水用
ディスペンサー（オプション）

1 日の使用量 100ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 20ℓ使用の場合

分析系ラボのスタンダードシステム¥271 ,000

超純水装置： PURELAB Chorus 1 Analytical Research ¥1 ,500,000（19 ページ参照）
Chorus 専用電源ユニット¥42,500
ピュアラボディスペンサー¥470,000（22 ページ参照）
タンク：
30ℓタンク¥278,000（31 ページ参照）
純水装置：
PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）1 0¥1 ,070,000（27 ページ参照）
本体接続キット¥1 9,800

合計

1 日 50ℓ使用の場合¥31 9,500

1 日 100ℓ使用の場合¥400,000¥3,380,300

オプション： ピュアラボディスペンサー（純水採水用） ¥470,000（22 ページ参照）
Chorus 専用電源ユニット¥42,500
減圧レギュレーター¥59,000
漏水センサーシステム¥1 30,000 ※ 純水採水用

ディスペンサー（オプション）

バイオ系ラボのスタンダードシステム
超純水装置： PURELAB Chorus 1 Life Science
Chorus 専用電源ユニット
ピュアラボディスペンサー
タンク：
30ℓタンク
純水装置：
PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）1 0
本体接続キット合計¥1 ,540,000（20 ページ参照）¥42,500¥470,000（22 ページ参照）¥278,000（31 ページ参照）¥1 ,070,000（27 ページ参照）¥1 9,800

ランニングコスト（年間）1 日 20ℓ使用の場合¥328,000

1 日 50ℓ使用の場合¥376,500

1 日 100ℓ使用の場合¥457,000¥3,420,300

オプション： ピュアラボディスペンサー（純水採水用） ¥470,000（22 ページ参照）
Chorus 専用電源ユニット¥42,500
減圧レギュレーター¥59,000
漏水センサーシステム¥1 30,000※ 純水採水用
ディスペンサー（オプション）

1 日の使用量 200ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 100ℓ使用の場合

高感度分析用（ICP-MS 専用）推奨システム¥404,000

超純水装置： PURELAB Chorus 1 Analytical Research（低イオンカートリッジ装着）
Chorus 専用電源ユニット¥42,500
ピュアラボディスペンサー¥470,000（22 ページ参照）
タンク：
1 00ℓタンク¥578,000（31 ページ参照）
純水装置：
PURELAB Chorus 2+（RO/EDI/UV）20¥1 ,700,000（28 ページ参照）
本体接続キット¥1 9,800¥1 ,746,000（19 ページ参照）

合計

1 日 200ℓ使用の場合¥478,000¥4,556,300

オプション： ピュアラボディスペンサー（純水採水用） ¥470,000（22 ページ参照）
Chorus 専用電源ユニット¥42,500
減圧レギュレーター¥59,000※ 純水採水用
漏水センサーシステム¥1 30,000

ディスペンサー（オプション）※ 価格はあくまでも参考です。詳細・正確なお見積もりは代理店または最寄の販売店までお問い合わせください。
※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。
接続環境により、架台もしくはドレインパン、前処理フィルター、水道接続キットなどが必要な場合は別途ご確認ください。
10システム構築例
1 日の使用量 10ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 5ℓ使用の場合

JIS K0557 A4 準拠¥1 23,500

1 日 10ℓ使用の場合

蒸留水製造装置の買い替えにも¥1 49,000¥770,000（12 ページ参照）

PURELAB Quest 1

合計
オプション：

超純水・純水装置

超純水装置：¥770,000

1 5ℓタンク 2）¥235,000（31 ページ参照）¥59,000¥90,000¥1 30,000

減圧レギュレーター
前処理カートリッジ据付キット 1 ）
漏水センサーシステム※ 1 5ℓタンクはオプションです

1 ）原水水質によっては前処理カートリッジが必要となります
2）タンク（RO 水貯留用）は 1 5ℓまたは 30ℓが接続可能です※ ピュアラボディスペンサーとタンクは同時に接続できません

1 日の使用量 100ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 20ℓ使用の場合

JIS K0557 A4 準拠 ラボ用純水装置のスタンダード機¥ 1 79,000

1 日 50ℓ使用の場合

蒸留水製造装置の買い替えや超純水装置の前処理に最適
純水装置：
タンク：

PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）1 0
30ℓタンク合計
オプション：¥2 1 6,500

1 日 100ℓ使用の場合¥1 ,070,000（27 ページ参照）¥278,000（31 ページ参照）¥278,500（採水水質 1 0 MΩ・cm 以上）¥1 ,348,000

ピュアラボディスペンサー
Chorus 専用電源ユニット
減圧レギュレーター
漏水センサーシステム¥470,000（22 ページ参照）¥42,500¥59,000¥1 30,000※ ディスペンサーはオプションです

1 日の使用量 200ℓ程度までランニングコスト（年間）1 日 100ℓ使用の場合

EDI 搭載 大量の純水が必要なラボに最適
純水装置：
タンク：

PURELAB Chorus 2 （RO/EDI/UV）2060ℓタンク+合計
オプション：

ピュアラボディスペンサー
Chorus 専用電源ユニット
減圧レギュレーター
漏水センサーシステム

システム構築例

純水装置¥245,000

1 日 200ℓ使用の場合¥1 ,700,000（28 ページ参照）¥365,000（31 ページ参照）¥245,000（採水水質 1 0 MΩ・cm 以上）¥2,065,000¥470,000（22 ページ参照）¥42,500¥59,000¥1 30,000

PURELAB Chorus 2+ DI と EDI どちらが最適？

※ ディスペンサーはオプションです

機種選定は毎日の純水使用量 100ℓを目安にして、DI タイプにするか EDI タイプにするか判断していただくと良いでしょう。ほとんどのラボには DI タイプをお勧めします。
DI と EDI の総コスト比較 1日100ℓ使用した場合

純水カートリッジを使用量に応じて交換する DI タイプはシンプルな構造で装置価格が450 万円抑えられ、EDI タイプは長寿命 EDI モジュールの使用でランニングコストが抑えられます。 400 万円

1 日 50ℓ未満しか使わない場合は DI タイプの方がランニングコスト（消耗品代）が小さく、約 50ℓ/ 日でほぼランニングコストが同じ程度になります。但し、装置本体はEDI タイプが高いので、100ℓ/ 日の使用量で 8 年 ～ 9 年でトータルコスト（消耗品と装置
本体の合計金額）がほぼ同じになります。（1 年 240 日採水で計算）
1 00ℓ以上の純水を毎日使用するというのは非常に使用量の多いラボと言えます。ですので、ほとんどのラボでは DI タイプで十分だと言えるでしょう。
注）供給水の炭酸ガス濃度が高い場合には純水カートリッジの寿命が短くなりますので、使用量が多い
場合は EDI タイプを選択します。機種選定時には必ず水質確認をお願いいたします。

350 万円
300 万円
250 万円
200 万円
150 万円
100 万円Chorus 2＋ EDI 10

50 万円
0

Chorus 2＋ DI 10
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12（年）※ 実際に供給水の条件や装置の運用状況によりランニングコストは変わりますので、ご承知おきください。
※ このカタログでは、日本での平均的なランニングコストを提示することができるように、電気伝導率 1 50 µS/cm の水道水を供給水としています。また、純水装置の RO カートリッジは、除去率 92％まで低下した時に交換することを前提にしています。特別に記述が無い場合は、
この RO 水条件で純水カートリッジ・超純水装置のランニングコストを算出しています。

11

1 日 1 0ℓ程度まで の純水・超純水ユーザー向け
水道直結型超純水装置

PURELAB Quest 1（RO / DI）
RO 水

純水

純水
装置

は不要です

7ℓ

タンク内蔵

超純水

採水スピード ：1 .2ℓ/ 分
タンク容量：7ℓ（RO 水供給時）
PURELAB Quest 1（RO/DI）

1 .2ℓ/分の高流量で採水できます

できるだけ安価に純水・超純水を使いたい方に水道につなぐだけで超純水が採水可能（JIS K0557 A4 グレード）

1 日 1 0ℓ程度の超純水ユーザーに最適• 蒸留水製造装置の買い替えに最適

省スペース• B4 サイズの設置スペースで OK• コンパクトなボディに 7ℓタンクと RO 膜、超純水カートリッジを収納

水道直結で超純水が採水可能• 1 .2ℓ/ 分の高流量で超純水が採水できます• タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ちます

仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 32

採水スピード1 .2ℓ/ 分
超純水水質 比抵抗
1 8.2 M Ω・cm
本体サイズ
幅 232 ×奥行 42 1 ×高さ 51 0 mm
運転時重量
2 1 .4 kg
電源
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .2 A
供給水 1 ）
水道水
供給水圧
2 ～ 6 bar
導電度2000 µS 未満
硬度（CaCO3 換算） 350 ppm 未満
シリカ
30 ppm 未満
1 ）供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

PURELAB Quest 1 フロー図
ディスペンサー（オプション）へ• オプションのバイオフィルターを装着すればヌクレアーゼフリー・

エアベント付き
キャップ

RO
カートリッジ

エンドトキシンフリーなどバイオの用途にもそのまま使えます• 本体背面のマニュアル採水口から純水を採水できます

操作も簡単• ディスプレイ上部のボタンを押すだけで超純水が採水可能

タンクへ（オプション）• 1 00 ㎖ ～ 7ℓ（タンク水残量まで）の採水量設定機能付き

供給水
（水道水）

• 超純水カートリッジの交換もディスプレイに表示される手順通りにすれば完了低ランニングコスト

超純水
カートリッジ

7ℓタンク

●

ドレイン

マニュアル
採水口

採水
ポンプ

マニュアル採水口からはタンク水（1 M Ω・cm 以上）と RO 水も採水可能です• 年間のコストは 1 0 万円程度
• RO は 2 ～ 3 年ごとの交換で OK• 超純水カートリッジも使用量に応じて交換

より使いやすくするための拡張性• ピュアラボディスペンサーを接続して採水操作をアップグレード
できます（オプション）• Chorus 専用タンク（1 5ℓまたは 30ℓ）を接続すれば RO 水を貯水して使用できます（オプション）

注）ピュアラボディスペンサーと RO 水貯水タンクを同時に接続できません

12

水質
センサー

Chorus 専用タンク（1 5ℓ）と PURELAB Quest

1 日 1 0ℓ程度まで の超純水ユーザー向け
水道直結型超純水装置

PURELAB Quest 2（RO / DI / UV）
RO 水

純水

純水
装置

は不要です

7ℓ

タンク内蔵

超純水

採水スピード ：1 .2ℓ/ 分
タンク容量：7ℓ（RO 水供給時）

PURELAB Quest 2（RO/DI/UV）

TOC：5 ppb 以下

とても見やすいディスプレイ

TOC が 5 ppb 以下の超純水をリーズナブルに使いたい方に水道につなぐだけで超純水が採水可能（JIS K0557 A4 グレード）

1 日 1 0ℓ程度の超純水ユーザーに最適• 蒸留水製造装置の買い替えに最適

省スペース• B4 サイズの設置スペースで OK• コンパクトなボディに 7ℓタンクと RO 膜、超純水カートリッジ、
TOC 低減 UV ランプを収納性能は最高グレード• 1 .2ℓ/ 分の高流量で超純水が採水できます• タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ちます

仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 32

採水スピード超純水 比抵抗
水質
TOC

本体サイズ
運転時重量
電源
供給水 1 ）
供給水圧
導電度
硬度（CaCO3 換算）
シリカ

1 .2ℓ/ 分
1 8.2 M Ω・cm
5 ppb 以下
幅 232 ×奥行 421 ×高さ 51 0 mm
23 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .2 A
水道水
2 ～ 6 bar2000 µS 未満
350 ppm 未満
30 ppm 未満

1 ）供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

PURELAB Quest 2 フロー図
ディスペンサー（オプション）へ• 1 85/254 nm UV ランプにより残含有機物は TOC 5 ppb 以下まで

エアベント付き
キャップ

RO
カートリッジ

低減（ただし、TOC 値の表示機能はありません）• オプションのバイオフィルターを装着すればヌクレアーゼフリー・
エンドトキシンフリーなどバイオの用途にもそのまま使えます

7ℓタンク• 本体背面のマニュアル採水口から純水を採水できます

タンクへ（オプション）

操作も簡単

供給水
（水道水）

• ディスプレイ上部のボタンを押すだけで超純水が採水可能• 1 00 ㎖ ～ 7ℓ（タンク水残量まで）の採水量設定機能付き

185/254 nm
UVランプ

●

ドレイン

マニュアル
採水口

ポンプ

超純水
カートリッジ

水質
センサー

水質
センサー

採水

マニュアル採水口からはタンク水（1 M Ω・cm 以上）と RO 水も採水可能です• UV ランプ、超純水カートリッジの交換もとっても簡単

低ランニングコスト• 年間のコストは 20 万円以下
• RO は 2 ～ 3 年ごとの交換で OK• 超純水カートリッジも使用量に応じて交換

より使いやすくするための拡張性• ピュアラボディスペンサーを接続して採水操作をアップグレード
できます（オプション）• Chorus 専用タンク（1 5ℓまたは 30ℓ）を接続すれば RO 水を貯水して使用できます（オプション）

注）ピュアラボディスペンサーと RO 水貯水タンクを同時に接続できません

13

1 日 20ℓ程度まで の超純水ユーザー向け
IPX7

水道直結型超純水装置

防水性能

IPx7
防水性能

PURELAB flex 3
純水

超純水

純水
装置

は不要です

7ℓ

タンク内蔵

採水スピード ：滴下 ～ 2ℓ/ 分

TOC：5 ppb 以下

3 リアルタイム TOC モニター

PURELAB flex 3

最大 2ℓ/ 分の高流量で採水できます

次世代のコンパクト超純水装置は水質も機能も最高グレード
水道につなぐだけで超純水が採水可能（JIS K0557 A4 グレード）
コンパクトなボディで省スペース設計

仕様• B4 サイズの設置スペースで OK

本体サイズ
運転時重量
電源
供給水 1 ）
供給水圧
導電度
硬度（CaCO3 換算）
シリカ

性能は最高グレード• 滴下～最大 2ℓ/ 分の高流量• 1 85/254 nm UV ランプにより TOC 5 ppb 以下• リアルタイム TOC モニタリング（5 ページ参照）— 常に採水時の水質をモニターしていますので安心してお使いいただけます• オプションのバイオフィルターを装着すればヌクレアーゼフリー・
エンドトキシンフリーなどバイオの用途にもそのまま使えます23 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .0 A
水道水
2 ～ 6 bar2000 µS 未満
350 ppm 未満
30 ppm 未満

PURELAB flex 3 フロー図
エアベント付き
キャップ

操作も簡単
RO
カートリッジ

供給水（水道水）

水質センサー

185/254 nm
UVランプ

7ℓタンク

非常に操作しやすいデザインです• 1 00 ㎖ ～ 7ℓ（タンク水残量まで）の採水量設定機能付き• オプションでフットスイッチも使え、ハンズフリーで採水できます

滴下～ 2ℓ/ 分
1 8.2 M Ω・cm
5 ppb 以下
幅 236 ×奥行 470 ×高さ 900 ～ 1 020 mm

1 ）供給水条件の詳細についてはお問い合わせください• タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ちます• ディスペンサーはピペット感覚で自在に採水でき非常に便利です• ディスプレイが手元にあるので採水時に視点の移動が不要で価格・アクセサリー・消耗品は P. 32

採水スピード超純水 比抵抗
水質
TOC

マニュアル
採水口

超純水
カートリッジ

水質センサーポンプ

ドレイン

PURELAB flex シリーズ は 他社のコンパクト機と ここ が違います！
● 自動給水機能で RO 水製造を開始するタンク水残量・時刻の指定が可能。業務開始時に常にタンクは満水です。 flex 3/5● 夜間休止機能を使えば省エネと水質維持を両立できます。
● 急にたくさん使いたい時にはタンク残量に関係なくボタンひとつで RO 水を製造開始できます。 flex 3/5
また、タンクに直接純水を注入することもできるので、タン
ク容量が足りない時でも超純水を製造可能です。 flex 3

14

水質
センサー

● アームの高さを無段階調整でき、2ℓのメスシリンダーを置いたまま採水できます（右の写真参照）。

● 装置内の殺菌洗浄は超純水カートリッジの装着部位にオプションのサニタイゼー
ションパックを取り付けるだけです。
あとはボタンを押すだけで操作終了。
面倒な排水処理も不要です。

採水ディスペンサー

採水ボタン
ピペット式の操作で採水オン・オフも滴下採水も簡単にできます。もちろん連続採水も可能です。

大型ディスプレイ
タンク貯水量、採水水質、採水量が一目で確認できます。リアルタイムモニタリングにより水質

3Way 採水可能を手元で確認しながら採水できます。

• ピペット式ハンドリング• 固定式（高さ調製機能付）

採水量設定機能• フットスイッチ（オプション）

タンク貯水残量に合わせて 50mℓ～最大 7ℓまで

PURELAB flex 3

設定できます。

超純水カートリッジ

TOC 低減用 UV ランプ
カートリッジ交換イメージ

大容量純水タンク（7ℓ）

定期循環機能で水質を維持します

フットスイッチ（オプション）

TOC 低減用 UV ランプの効率的な使用の照射により効果的に残存有機物を分解除去します。
また TOC モニタリング用の UV ランプを兼ねているため消耗品数を減らしランニングコストを低減します。

0.08

Conductivity Difference Across UV(µS/cm)エルガの超純水システムに採用している UV ランプは 1 85/254 nm 両波長

UV照射率
100％
80％
45％

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

0

50

100

150

Time (sec)

200

250

300

UV ランプの照射率の違いによる有機物分解効率の違い 1 ）PURELAB flex 3 水質分析例
元素・イオン類（ICP-MS、イオンクロマト）Zn＜ 2 pptCl-＜ 20 ppt

SO -HPLC グラジェント試験
at 254 nm

VOC（GCMS）＜ 0.001 AU（定量下限値以下）

ジクロロメタン＜ 0.05 ppb

1, 2 －ジクロロエタン＜ 0.05 ppb

2
4＜ 50 ppt

1, 1, 2 －トリクロロエタン＜ 0.05 ppb

NH 4+＜ 20 ppt

テトラクロロエタン＜ 0.05 ppb

4 塩化炭素＜ 0.05 ppb

クロロホルム＜ 0.05 ppb

15

1 日 50ℓまで の超純水ユーザー向け
IPX7

卓上型超純水装置

防水性能

IPx7
防水性能

PURELAB flex / flex UV

純水
装置

が必要です

超純水

採水スピード：滴下～最大 2ℓ/ 分

TOC：5 ppb 以下 （flex UV のみ）

3 リアルタイム TOC モニター

PURELAB flex/flex UV

採水口下に最大 2ℓのメスシリン
ダーを置いて採水できます

操作性を追求した高性能超純水装置

ラボの標準機として最適

純水ラインや純水タンクにつなぐだけで超純水が採水可能（JIS K0557 A4 グレード）仕様

スマートなボディでコンパクト設計

超純水水質• A4 ファイルサイズの設置スペースで OK• 他社の採水ポッド（ディスペンサー）サイズのスリムボディに、超純水カートリッジ、TOC 低減 UV ランプを収納性能は最高グレード• 滴下～最大 2ℓ/ 分の高流量• 1 85/254 nm UV ランプにより TOC 5 ppb 以下（flex UV）（供給水質 5 MΩ以上
• リアルタイム TOC モニタリング（flex UV）

価格・アクセサリー・消耗品は P. 33

製品名
採水スピード

本体サイズ
運転時重量
電源
供給水

PURELAB flex
比抵抗

TOC

供給水圧

PURELAB flex UV

滴下～ 2ℓ/ 分 1 ）1 8.2 M Ω・cm—
5 ppb 以下 2）
幅 236 × 奥行 374 × 高さ 900 ～ 1 020 mm

1 0.5 kg
1 1 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 0.9 A
1 M Ω・cm 以上の純水（蒸留水、RO 処理水推奨）～ 1 .5 bar

1 ）タンク設置場所・供給水圧等に依存します
2）PURELAB Chorus 2 / 2+ 水を供給した場合

PURELAB flex フロー図

等の条件があります）• オプションのバイオフィルターを装着すればヌクレアーゼフリー・
エンドトキシンフリーなどバイオの用途にもそのまま使えます

操作も簡単• ディスペンサーはピペット感覚で自在に採水でき非常に便利です• ディスプレイが手元にあるので採水時に視点の移動が不要で非常に操作しやすいデザインです• 1 00 ㎖ ～ 60ℓの採水量設定機能付
イオンクロマトや原子吸光などの無機イオン分析にはリーズナブル
な PURELAB flex が最適です

水質センサー

供給水( 1 MΩ·cm以上)

ポンプ

ください
16

水質
センサー

採水
ディスペンサーPURELAB flex UV フロー図
水質センサー

純水の循環ラインや純水装置のタンクに接続して採水ユニットとしても使用できます

供給水は 1 M Ω・cm 以上の純水が必要です。詳細はお問い合わせ

超純水
カートリッジ

185/254nm
UVランプ

供給水
( 1 MΩ·cm以上)

超純水
カートリッジ

水質センサー

水質センサーポンプ

採水
ディスペンサー1 日 1 00ℓまで の超純水ユーザー向け
水道直結型超純水装置

PURELAB Chorus 1 Complete 10 / 20
純水

純水
装置

超純水

は不要です
が必要です

Chorus

超純水採水スピード：1 .5ℓ/ 分

専用タンク 15 〜 100ℓ

RO 水製造量：～ 26ℓ/ 時
TOC：1 0 ppb 以下

ディスペンサータンク
Chorus 専用タンク… 31 ページ… 22 ページ
ハローディスペンサー

4 つの容量から選択できます… 23 ページ※ ディスペンサーはオプションです（最大 3 台まで設置可能）

1 5ℓタンク、ピュアラボディス
ペンサーとの組み合わせ例

超純水を使用するラボならこれ 1 台で OK ! 使用量の増加にも対応可能
水道直結で超純水が得られます

仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 33• 水道につなぐだけで A4 グレードの超純水が得られます

製品名• 採水量 1 .5ℓ/ 分のハイスピードで超純水が採水できます

採水スピードRO 水製造量（25℃）
超純水 比抵抗水質TOC• 1 85/254 nm UV ランプを内蔵し、TOC を 1 0 ppb 以下に低減できます（ただし、TOC 値の表示機能はありません）• タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ちます• オプションのバイオフィルターを装着すればヌクレアーゼフリー・
エンドトキシンフリーなどバイオの用途にもそのまま使えます

フレキシブルなシステムが構築可能• 1 日の使用量により RO 水製造量 1 3ℓ/ 時、26ℓ/ 時から選択でき、アップグレードも可能です• 超純水の使用量に合わせて 1 5ℓ～ 1 00ℓの純水タンクから選択できます（31 ページ）

PURELAB Chorus 1
PURELAB Chorus 1
Complete 1 0Complete 20
1 .5ℓ/ 分
1 3ℓ/ 時26ℓ/ 時1 8.2 M Ω・cm
1 0 ppb 以下 2）
幅 376 ×奥行 353 ×高さ 679 mm
1 7 kg
1 8 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .6 A

本体サイズ
運転時重量
電源
供給水 1 ）
供給水圧

水道水

0.5 ～ 2 bar

1 ）供給水条件の詳細についてはお問い合わせください
2）弊社パフォーマンスデータシート参照※ 機種選定の際にはシステム用貯水タンク（31 ページ参照）から PURELAB Chorus 専用タン
クを選んでセットにてお求めください

PURELAB Chorus 1 Complete 20 フロー図
水質センサー

• オプションのディスペンサー（22、23 ページ）を用いて循環ライン
からの超純水を使い勝手よく採水できます（最大 3 台まで設置可能）
なお、ハローディスペンサー（23 ページ）は装置本体上部には装着

RO
カートリッジ

前処理
フィルター

できません。設置方法など詳細はお問い合わせください

デガッサー（オプション）RO
カートリッジタンクからの循環ライン

循環ポンプ
採水口 ディスペンサー
水質（別売）
センサー ℃

殺菌
洗浄用
ポート

水温計

供給水
加圧
ポンプ

ドレイン

185/254 nm
UVランプ

タンクへの
循環ライン

超純水
カートリッジ

17

PURELAB Chorus 1 Complete 10/20

ピュアラボディスペンサー最高の水質を必要とされるかたに

PURELAB Chorus 1 Analytical ResearchLife Science

PureSure® システムの採用で水質の安定とカートリッジの完全利用を実現
PureSure システムは、装置内の 2 つの超純水カートリッジの間に中間水質センサーを設置します（マルチステージモニタリング）。
中間水質センサーにより、1 番目の超純水カートリッジの純度低下が検出された場合に、1 番目の超純水カートリッジをはずし、2 番目の超純水カー
トリッジを 1 番目に装着します。そのため、カートリッジを 1 本だけ補充するだけで再び装置は使用可能となります。
この機能により、常に不純物が流出する前に 2 番目の超純水カートリッジを交換することができます。
この方式は、カートリッジを予防的に定期交換させる必要がなく、かつ、最大限に利用可能にしますので、ランニングコストも低減します。

一次精製用
超純水
カートリッジ

ポリッシング用
超純水
カートリッジ

中間水質センサー

比抵抗値（M Ω・cm）

20

最終水質
センサー

15

10

中間水質
最終水質

5

0
0

800

1200 1600 2000 2400 2800 3200

処理水量（ℓ）

中間水質のモニタリングによる水質維持例

PURELAB Chorus 1 は研究（分析）用途に合わせて超純水カートリッジを選択可能
POU フィルターに頼ることなく用途にあった水質を実現し、ユースポイントでの水質を保証します。
PURELAB Chorus 1 超純水カートリッジ
カートリッジの種類

型番

標準タイプ

LC232

各種高感度分析

主な用途

低イオン専用タイプ

LC245

ICP-MS を用いた超高感度微量元素分析

低 TOC 専用タイプ

LC246

LC/MS などを用いた残留農薬分析やプロテオーム解析など様々な微量有機物分析

最終フィルター（Analytical Research は UMF、Life Science は UF）は循環ライン内に配置し、採水口フィルターは不採用
エルガの超純水システムは、最終水質センサーで水質を測定後に、水質変動を招く

200

カートリッジ類は装着していません。

180

高感度分析用超純水装置の採水口に各種カートリッジを装着した場合としない場合

160の採水水質を比較すると、カートリッジを装着しない場合が最もゴーストピークが140

なく、バックグランドが安定しています。

120

採水口フィルターは交換後 200ℓ程度排水しないと水質が安定しません。
（4 ページ参照）しかも、装置の水質表示は交換前と交換後の排水中とで全く変化がないのでTOC（ppb）

PURELAB Chorus 1 Analytical Research ／ PURELAB Chorus 1 Life Science

PureSure システム フロー図

400

80

ご注意ください。
採水口に各種フィルターカートリッジの装着はお奨めしません。

40

分野に最高純度の超純水を供給します。

POU C18

100

60

Chorus システムは、用途に合わせた超純水カートリッジ（上表）を採用し、様々なPOU 活性炭POU UF

20
0

0

20

40

60

80

100

通水量（L）

各種フィルター交換後の TOC 変動例

18

120

140

高感度分析用 の超純水ユーザー向け
高感度分析用超純水装置

PURELAB Chorus 1

純水装置

Analytical Research

が必要です

超純水

採水スピード ：滴下 ～ 2ℓ/ 分

TOC：1 ～ 3 ppb

3 リアルタイム TOC モニター
3 低イオン専用カートリッジ
3 低 TOC 専用カートリッジ
ピュアラボディスペンサー（22 ページ）との組み合わせ例

高感度分析に最適な超純水を提供します
超高感度 ICP-MS や LC/MS/MS に最適
JIS K0557 A4（ISO3696 Grade 1 ）準拠

仕様• 残存有機物を TOC 1 ppb ～ 3 ppb まで低減化

採水スピード超純水 比抵抗水質
TOC1 ）
エンドトキシン
本体フィルター
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水圧

— 微量有機物分析・微量元素分析に最適な水をお使いいただけます— 更に低イオン専用タイプ、低 TOC 専用タイプの超純水カートリッジも用意しておりますので極微量分析に対応できます• リアルタイムモニタリング（5 ページ参照）— 常に採水時の水質（比抵抗値、TOC 値）をリアルタイムでモニターしていますので安心してお使いいただけます• 0.05 µm の低溶出 MF 膜（UMF カートリッジ）を循環ライン内に装備し、採水直前に水質測定

デートも可能1 ）供給水水質によります（推奨値：50 ppb 未満）

タンクへ

供給水
（純水）

水質
センサー

水質
センサー

ポンプ

採水
185/254 nm
UVランプ

ドレイン 超純水
カートリッジ• PureSure システム（18 ページ参照）で超純水カートリッジを最大限に利用し、水質安定も実現（RO 水を原水とした場合は、約 8,000ℓが交換目安です）• 消耗品の点数も最低限に抑えた装置設計で POU カートリッジやTOC 計専用 UV ランプは不要
使い勝手や予算に応じて 4 種類のディスペンサーを組み合わせて超純水を最大 2ℓ/ 分で採水できます
Chorus 1 超純水中の PFOS、PFOA、PFHxS の分析例
PFOS
PFOA
PFHxS

ディスペンサー（別売）

水質
水質センサー センサー

ランニングコストも低減できます

物質名

22 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 0.9 A
0.07 ～ 0.7 bar

PURELAB Chorus 1（Analytical Research）フロー図— 採水水質を表示していますので安心してお使いいただけます• USB ポートから水質データログのダウンロードもソフトのアップ

価格・アクセサリー・消耗品は P. 34

滴下～ 2ℓ/ 分
1 8.2 M Ω・cm
1 ～ 3 ppb—
MF 膜：孔径 0.05 µm
幅 375 × 奥行 340 × 高さ 435 mm

DL（ng/L）< 0.02< 0.02< 0.02

試験方法：PFOS、PFOA ； 令和 2 年環水大水発第 2005281 号 / 環水大土発第 2005282 号
付表 1 固相抽出 LC-MS/MS 法； 令和 2 年環水大水発第 2005281 号付表 1 準用
PFHxS

超純水
UMF
カートリッジ カートリッジ

Chorus1 Analytical Research（標準カートリッジ）で採水した超純水の ICP-MS 分析例
測定 質量 BEC
DL
元素 数 （ppt） （ppt）

Li
Be
B
Na
Mg
Al
K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co

7
9
11
23
24
27
39
40
48
51
52
55
56
59

<DL
<DL
3
0.5
0.07
0.2
0.1
0.3
0.04
<DL
0.06
0.03
0.5
<DL

0.0007
0.05
1
0.05
0.02
0.04
0.03
0.07
0.06
0.02
0.03
0.02
0.05
0.006

測定 質量 BEC
DL
元素 数 （ppt） （ppt）

Ni
60
Cu
63
Ga 69
Ge
74
As
75
Se
80
Sr
88
Zr
90
Nb
93
Mo 98
Ru 1 02
Rh 1 03
Pd 1 06
Ag 1 07

0.09
0.03
<DL
0.3
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL

0.03
0.03
0.03
0.6
0.1
0.4
0.6
0.04
0.02
0.1
0.2
0.009
0.1
0.2

測定 質量 BEC
DL
元素 数 （ppt） （ppt）

Cd
In
Sn
Sb
Ba
Hf
Ta
W
Pt
Au
Tl
Pb
Bi
U

111
115
118
1 21
1 38
1 80
1 81
1 84
1 85
1 97
205
208
209
238

<DL
<DL
<DL
<DL
0.07
<DL
<DL
<DL
<DL
<DL
0.1
0.8
<DL
<DL

0.2
0.02
0.1
0.1
0.07
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.1
0.3
0.02
0.05

分析装置：パーキンエルマー社製 ICP 質量分析装置 NexION シリーズ
四重極形反応セルにより、スペクトル干渉を完全に除去
分析方法：Chours1 Analytical Research より採水した超純水に硝酸を添加（0.2%）して検量線を作成し、DL と BEC を算出（データご提供 株式会社パーキンエルマージャパン様）

19

PURELAB Chorus 1 Analytical Research※ ディスペンサーは別売りです。
※ ハローディスペンサー（23 ページ）も選択可能です。

バイオ研究用の超純水ユーザー向け

バイオ研究用超純水装置

PURELAB Chorus 1

純水装置

Life Science

が必要です

超純水

採水スピード ：滴下 ～ 2ℓ/ 分

TOC：1 ～ 3 ppb

3 リアルタイム TOC モニター
3 低 TOC 専用カートリッジ

ピュアラボディスペンサー（22 ページ）と、フレキシ
ブルディスペンサー（23 ページ）の組み合わせ例※ ディスペンサーは別売りです。
※ 他のハローディスペンサー（23 ページ）も選択可能です。

バイオ分析に最適化した超純水を提供します
プロテオーム解析などの LC/MS 分析にも最適
PURELAB Chorus 1 Life Science

JIS K0557 A4（ISO3696 Grade 1 ）準拠

仕様• Life Science は分画分子量 5,000 の UF カートリッジを循環ライン

採水スピード滴下～ 2ℓ/ 分

超純水
水質

1 8.2 M Ω・cm
1 ～ 3 ppb
0.001 EU/㎖以下
UF 膜：分画分子量 5,000
幅 375 × 奥行 340 × 高さ 435 mm
22 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 0.9 A
0.07 ～ 0.7 bar

内に装備し、エンドトキシンフリー水、ヌクレアーゼフリー水を
採水可能— エンドトキシンを 0.001 EU/㎖未満に抑え、バイオ研究に最適な水を安心して手軽にお使いいただけます• 残存有機物を TOC 1 ppb ～ 3 ppb まで低減化— 微量有機物分析にもバイオ研究にも最適な水をお使いいただけます— 更に有機物を低減する低 TOC 専用タイプの超純水カートリッジも用意しておりますのでプロテオーム解析などに対応できます• リアルタイムモニタリング（5 ページ参照）

価格・アクセサリー・消耗品は P. 34
比抵抗

TOC1 ）
エンドトキシン

本体フィルター
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水圧

1 ）供給水水質によります（推奨値：50 ppb 未満）

PURELAB Chorus 1（Life Science）フロー図
タンクへ

ディスペンサー（別売）
水質
センサー

—常
 に採水時の水質（比抵抗値、TOC 値）をリアルタイムで

水質
センサー

モニターしていますので安心してお使いいただけます• USB ポートから水質データログのダウンロードもソフトのアップ
デートも可能ランニングコストも低減できます• PureSure システム（18 ページ参照）で超純水カートリッジを最大限に利用し、水質安定も実現• 消耗品の点数も最低限に抑えた装置設計で POU カートリッジやTOC 計専用 UV ランプは不要
使い勝手や予算に応じて 4 種類のディスペンサーを組み合わせて超純水を最大 2ℓ/ 分で採水できます

20

水質
センサー
供給水
（純水）

水質
センサー
採水

ポンプ

UF
カートリッジ

185/254 nm
UVランプ

超純水
カートリッジドレイン

超純水
カートリッジドレイン

Chorus 1 Life Science 水質表
物質名
エンドトキシン（EU/㎖）
RNase（ng/㎖）
DNase（ng/㎖）
Protease（ng/㎖）

濃度< 0.001< 0.003< 0.1<1

1 日 〜 200ℓ程度 の汎用超純水ユーザー向け
汎用型超純水装置

PURELAB Chorus 1

純水装置

General Science

が必要です

超純水

採水スピード ：滴下 ～ 2ℓ/ 分

TOC：3 ～ 1 0 ppb

ピュアラボディスペンサー（22 ページ）と、
ハローディスペンサー（23ページ）の組み合わせ例※ ディスペンサーは別売りです。
※ 他のハローディスペンサー（23 ページ）も選択可能です。

リーズナブルに高純度の超純水を提供します
JIS K0557 A4 グレードの超純水が大量に必要なラボに最適です• 汎用型の超純水装置としてリーズナブルなシステムが選択可能• USB ポートから水質データログのダウンロードもソフトのアップ仕様
滴下～ 2ℓ/ 分

超純水
水質

TOC1 ）

1 8.2 M Ω・cm
3 ～ 1 0 ppb

エンドトキシン

—

デートも可能ランニングコストを大きく低減できます• PureSure システム（18 ページ参照）と大容量カートリッジの採用
でカートリッジの交換頻度を大きく低減しました（RO 水を原水とした場合は、約 8,000ℓが交換目安です）
使い勝手や予算に応じて 4 種類のディスペンサーを組み合わせて超純水を最大 2ℓ/ 分で採水できます

価格・アクセサリー・消耗品は P. 34

採水スピード比抵抗

本体フィルター—

本体サイズ

幅 375 × 奥行 340 × 高さ 435 mm

運転時重量

1 8 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 0.9 A
0.07 ～ 0.7 bar

電源
供給水圧

PURELAB Chorus 1 General Science

JIS K0557 A4（ISO3696 Grade 1 ）準拠

1 ）供給水水質によります（推奨値：50 ppb 未満）
ただし TOC 値の表示機能はありません

PURELAB Chorus 1（General Sciensce）フロー図
タンクへ

ディスペンサー（別売）
水質センサー
水質
センサー

供給水
（純水）

水質
センサー
採水

ポンプ
超純水
カートリッジ

超純水
カートリッジ

ドレイン

21

IPX7
防水性能

PURELAB Chorus 1、Chorus 2+、Quest 専用採水ユニット

ピュアラボディスペンサー

IPx7
防水性能

ピュアラボディスペンサーは、自立スタンド型で、装置本体から離れて設置することが可能です。
そのため研究室の貴重な作業スペースを有効に使うことができます。
ディスペンサーは 1 台の Chorus 1 に最大 4 台まで接続可能です。また Chorus 1 Complete およびChorus 2 ＋の 3 機種には 最大 3 台まで接続可能です。Quest には 1 台のみ接続可能です

ディスペンサーの主な機能• 可変速採水機能：滴下 ～ 2ℓ/ 分（流速は接続する装置によって異なります）• 採水量設定機能：1 00 ㎖～ 1 00ℓ－ 最後に記憶させた採水量設定値を何度でも繰り返して採水できます• プロファイル採水機能－ 3 パターンの採水操作を登録できます。複雑な採水操作も 1 プッシュで何度も繰り返してできます。

• ピペット式ハンドリング採水• 高い防水性（ハンドセット部分：IPX7、ベース部分：IPX3）で安心して使えます

有機 EL ディスプレイ

設定変更もディスプレイ上で全て行えます

大きく見やすい比抵抗値表示（アラーム設定可能）
インフォメーションバーで各種有用情報を表示 1 ）（システム運転状況、リアルタイム TOC、各種アラーム / リマインダーなど）
見やすいタンク水位情報と採水量設定値の切り替え表示（表示は接続する機種により異なります）

PURELAB Chorus 1、 Chorus 2+、 Quest 専用採水ユニット ピュアラボディスペンサー

純水装置は実験台や流し台の下に格納して実験台上にはディスペンサーのみ設置することができ、省スペースを図れます
ディスペンサーは上下左右に調整でき、大きいメスシリンダーも置いたまま採水できます。
また、ディスペンサーは取り外しでき、ピペット感覚で自在に採水できます。

ピュアラボディスペンサー
サイズ
運転時重量

仕様
幅 264 × 奥行 375 × 高さ 580 ～ 81 0 mm

電源
採水スピード
採水量設定
プロファイル採水
採水方式
型番
価格

1 ）接続する機種により異なります

4.5 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 24 VA
滴下～ 2ℓ/ 分
1 00㎖ ～ 1 00ℓ
3 パターン登録可
ピペット式

LA824
¥470,000※ 接続する機種により電源ユニットが必要になる場合があります。詳しくは
お問い合わせください。
※ ディスペンサーには、オプションで採水口フィルター（型番 LC1 45 ¥48,000）、
バイオフィルター（型番 LC1 97 ¥64,500）が装着可能です。

22

2021 年度 受賞

IPX7
防水性能

IPx7
防水性能

PURELAB Chorus 1、Chorus 2+ 専用採水ユニット

ハローディスペンサー
3 種類のモニター付きディスペンサーは、本体に固定することも、本体から離れて設置することも可能です。そのため研究室の貴重な作業スペースを有効に使うことができます。
ディスペンサーは 1 台の Chorus 1 に最大 4 台まで接続可能です。
また、Chorus 1 Complete および Chorus 2 ＋の 3 機種には 最大 3 台まで接続可能です。ただし装置本体には装着できません

ハローディスペンサー… 基本的機能を備えた固定ディスペンサー

アドバンスドディスペンサー … 高度な制御機能を備えた固定ディスペンサー
フレキシブルディスペンサー … 高度な制御機能を備え、取外し可能な
フレキシブルタイプのディスペンサー

ディスペンサーの主な機能• 可変速採水機能：滴下 ～ 2ℓ/ 分（流速は接続する装置によって異なります）• 採水量設定機能：50 ㎖ ～ 1 00ℓ（アドバンスド・フレキシブル）－ 最後に記憶させた採水量設定値を何度でも繰り返して採水できます• プロファイル採水機能（アドバンスド・フレキシブル）－ 3 パターンの採水操作を登録できます。複雑な採水操作も 1 プッシュで何度も繰り返してできます。

• 感圧式スイッチ採用（ハロー・アドバンスド）－ 高性能タッチセンサーによりグローブを外すことなく操作が可能です• ピペット式ハンドリング採水（フレキシブル）• フットスイッチを用いてハンズフリーで採水可能（アドバンスド・フレキシブル）1 ）• フレキシブルディスペンサーのハンドセット部分は高い防水性（IPX7）

有機 EL ディスプレイ

設定変更もディスプレイ上で全て行えます

大きく見やすい比抵抗値表示（アラーム設定可能）
PURELAB Chorus 専用採水ユニット ハローディスペンサー

インフォメーションバーで各種有用情報を表示 2）（システム運転状況、リアルタイム TOC、各種アラーム / リマインダー）
見やすいタンク水位情報と採水量設定値の切り替え表示（表示は接続する機種により異なります）

本体埋込み LED装置の運転状況がひと目で判断できます

白・点灯 … 正常
白・点滅 … 消耗品交換時期のお知らせ
赤・点灯 … 警告メッセージ
赤・点滅 … 装置洗浄中
ハローディスペンサー
製品名

運転時重量
電源
採水スピード
採水量設定
プロファイル採水
採水方式
フットスイッチ装着
型番
価格

仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 34
ハローディスペンサー

アドバンスドディスペンサー

フレキシブルディスペンサー

3.4 kg

3.5 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 20 VA
滴下～ 2ℓ/ 分

4.3 kg

無
無
無

LA754
¥300,000

タッチ式

有
有
有 1）

LA755
¥375,000

ピペット式

LA756
¥525,0001 ）フットスイッチ（型番 LA732 ¥43,000）はオプションです。
2）接続する機種により異なります※ 全てのディスペンサーには、オプションで採水口フィルター（型番 LC1 45 ¥48,000）、バイオフィルター（型番 LC1 97 ¥64,500）が装着可能です。

23

分析装置直結型超純水装置
IPX7
防水性能

IPx7
防水性能

PURELAB flex 5
純水

超純水

純水
装置

は不要です

7ℓ

タンク内蔵

採水スピード：滴下～ 2ℓ/ 分

TOC：5 ppb 以下

分析装置にダイレクト供給

3 リアルタイム TOC モニター

二次タンク
キャピラリーチューブを挿入し、分析装置に直接接続します。装置からの吸引により適量の超純水を得られます（キャピラリーチューブは付属していません）

分析装置にダイレクトに超純水を供給 分析装置の連続運転にも対応可能
各種分析装置に直接接続ができ、超純水を連続供給• イオンクロマトの溶離液ジェネレーターの供給に最適です• オートアナライザーや TOC 計など環境からの汚染を生じやすい分析機に最適です

分析装置へ直接チューブ接続で超純水を供給
PURELAB flex 5• 容器や雰囲気に起因する汚染が生じません• 空気中の CO2 の溶解によって生じる pH 変動がありません

二次タンク採用により常に新鮮な超純水を供給• 容量 250 ㎖の二次タンクには超純水のみが供給されます• 超純水の 24 時間連続循環運転（流速 0.5ℓ/ 分）により、滞留による水質劣化はありません

仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 32

採水スピード超純水 比抵抗
水質
TOC
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水 1 ）
供給水圧
導電度
硬度（CaCO3 換算）
シリカ

滴下～ 2ℓ/ 分
1 8.2 M Ω・cm
5 ppb 以下
幅 236 ×奥行 470 ×高さ 900 ～ 1 020 mm
23 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .0 A
水道水

2 ～ 6 bar2000 µS 未満
350 ppm 未満
30 ppm 未満

1 ）供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

PURELAB flex 5 フロー図
装置へ供給

二次
タンク

水質センサー• 二次タンクに RO 水流入による水質劣化はありません
PURELAB flex 3 の基本性能と使い勝手の良さはそのままですので（14 ページ参照）一般的な超純水装置としても使用できます

水質センサー

7ℓタンク

UF カートリッジの装着で微粒子フリー超純水の採水も可能です。
詳しくはお問い合わせください24

超純水
カートリッジ

水質センサー

超純水の 24 時間循環機能と夜間休止機能（14 ページ参照）を併用
すればメンテナンスの低減、省エネにも繋がります185/254 nm
UVランプ

RO
カートリッジ

供給水マニュアル
ドレイン 採水口

ポンプ

採水ディスペンサー

PURELAB flex 5 接続例

二次タンクにチューブを接続し、供給する装置に導入します

イオンクロマト接続例

F

flex 5

ボトル供給水flex 5 とボトル水とのバックグラウンド比較例

flex 5 を 21日連続してダイレクト供給した超純水の分析例

flex 5 からダイレクトに供給した場合はコンタミが全く生じません

メトローム社 941 Eluent Production Module に PURELAB flex 5 の超純水を 3 週間連続供給した場合の、保持時間変動クロマトグラムです

バックグラウンドを大きく低減できます

リテンションタイムが全く変動しません

PURELAB flex 5

TOC 計接続例

flex 5 と TOC 計の接続例

flex 5 とボトル水の TOC 比較例（mgC/ℓ）
ボトル入超純水供給開始 24 時間後

0.068

flex 50.008※ 島津 TOC-L による測定：試料注入量 300 µℓ

アナリティク イエナ社 multi N/C UV HS と接続。
flex 5 水はブランク値の上昇が全く見られなかった（アナリティク イエナジャパン様写真ご提供）

flex 5 水は、室内環境の影響がなく、非常にバックグラウンドの低い状態のままで 24 時間後も測定できた

25

ラボ用純水装置
高純度水装置：1 日の使用量目安 〜 100ℓ、〜 200ℓ

PURELAB Chorus 2+

PURELAB Chorus 2+ はタンク水循環システムで水質を維持します
PURELAB Chorus 2+ はタンク水を循環し、循環ライン中の UV ランプによりバクテリアの抑制を図ります。そのため、タンク内に UV ランプを装着する必要がありません。また、循環ライン中に純水カートリッジを配置することでタンク水の水質維持が可能です。純水は貯留直後から水質が低下しますので貯水タンクに殺菌ランプを入れるだけでは水質の維持は図れません。
PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）

PURELAB Chorus 1 Life ScienceRORO ∆カートリッジ カートリッジ

前処理
カートリッジ

水質
センサー

循環ポンプ

殺菌
洗浄
ポート
供給水
∆

ポンプ

脱気ユニット（オプション）

水質
センサー

℃

採水口

ピュアラボディスペンサー
または

水質
水質
センサー センサー

エアベント
フィルター

水質
センサー

タンク

水温計
ドレイン

second RO module for the 2DI variant only

純水
カートリッジ

ハローディスペンサー
（別売）

UVランプ

UVランプ
超純水
超純水
カートリッジカートリッジ

採水

採水UF
カートリッジ

185/254 nm

ポンプ

水質
センサー

ドレイン

+
PURELAB Chorus 2（
RO/DI/UV）と PURELAB Chorus 1 のシステム

PURELAB Chorus 2+ は表示されている水質が採水水質です
PURELAB Chorus 2+ はタンク水循環システムを採用しています。これによりタンク貯水を採水するのではなく循環水を本体の採水口から直接採水できます。また、採水直前に水質を測定してディスプレイに表示するため、表示されている水質の純水が採水されます。
オプションとして循環ラインにディスペンサーを装着できます。ディスペン
サーにも水質センサーが内蔵されていて採水水質を表示します。

※ 拡大図

ラボ用純水装置

高い水質を維持しつつ、消耗品の交換頻度を減らし、ランニングコストを抑えますランニングコスト（年間）1 日 20ℓ使用の場合¥1 79,000

エルガは RO 膜への負荷を減らし、93 ％以上の除去率を長期間維持でき、

1 日 50ℓ使用の場合

PURELAB Chorus 2+

2 ～ 3 年以上の使用が可能です。
純 水 カ ー ト リ ッ ジ も RO 水（7.5 µS/cm）の 供 給 水 で 1 0,000ℓ 以 上 性 能 を維持し、1 日 1 00ℓ以下の使用量であれば、ランニングコストで優位とされる
EDI タイプよりも低コストです。

¥21 6,500

1 日 100ℓ使用の場合¥278,500（採水水質 1 0 MΩ・cm 以上）

PRODUCT to reservoir

PRODUCT to reservoir

EDI タイプはスケーリング防止機能を有した
長寿命 EDI システムを採用しています
CI-

PRODUCT to reservoir
CI-

CI-

Na+

Na+
ANODE

CI-

+
ANODE
エルガの純水装置には PURELAB Chorus 2（
RO/EDI/UV）という
EDI（ 電気CI
再生式イオン交換）を採用した純水装置があります。エルガは早くからラボ
CI用装置への EDI システムの導入を図り、1 995 年には他社に先がけてスケー
CIリング防止機能を有した EDI システムを採用しています。（Patent No. EP1
299 31 2 B1 ）
RINSE
OUT
これにより EDI モジュールの長寿命化を実現しました。

Na+

-

-

Na+

CI-

CI-

Na+
CATHODE

CI-

Na+

CINa+

-

CATHODE

Na+
Na+
CI-

Na+

Na+

Na+

ANODE

Na+
RINSE
OUT

Na+

RINSE
IN -

Na

+

CI

CI-

Anion Resin

Cation Resin

Mixed Resin

Rinse Chamber
Resin - Cation

FEED - fromreservoir/RO

RINSE
IN

Anion Resin

Cation Resin

Mixed Resin

Rinse Chamber
Resin - Cation

Na+

CI-

RINSE
OUT

Na+

FEED - fromreservoir/RO

のモデル図
3 室構造
EDIResin
Anion

26

CATHODE

Na+
FEED - fromreservoir/RO

Mixed Resin

RINSE
IN

Cation Resin
Rinse Chamber
Resin - Cation

高純度水装置：1 日の使用量目安 〜 100ℓ

PURELAB Chorus 2+（RO / DI / UV）10 / 20
純水採水スピード：1 .5ℓ/ 分

純水

ChorusRO 水製造量：～ 26ℓ/ 時が必要です

専用タンク 15 〜 100ℓ

ディスペンサータンク

ピュアラボディスペンサー

15ℓタンクとの組み合わせ例… 22 ページ

Chorus 専用タンク… 31 ページ

ハローディスペンサー… 23 ページ※ ディスペンサーはオプションです（最大 3 台まで設置可能）• 高純度（JIS K0557 A4 グレード）の純水が得られ、ほとんどのラボ
用途にそのまま使えます（6 ～ 8 ページ参照）• 採水量 1 .5ℓ/ 分のハイスピードで本体から採水できます• タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ちます

採水時に水質測定するので安心• 本体採水口の直前で水質を測定しています• タンクの水ではなく実際に採水する水の水質を表示していますの仕様
製品名
採水スピードRO 水製造量（水温 25℃）
純水水質
比抵抗
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水圧

価格・アクセサリー・消耗品は P. 35
Chorus 2+（RO/DI/UV）1 0 Chorus 2+（RO/DI/UV）20
1 .5ℓ/ 分
1 3ℓ/ 時26ℓ/ 時1 ～ 1 5 M Ω・cm
幅 376 × 奥行 353 × 高さ 679 mm
1 7 kg
1 8 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .6 A
0.5 ～ 2 bar※ 機種選定の際にはシステム用純水貯水タンク（31 ページ参照）を選んでセットにてお求めください

PURELAB Chorus 2 20（RO/DI/UV）フロー図+

で安心してお使いいただけます

水質
センサー

ランニングコストを削減します
前処理
カートリッジ• タンク水循環システムで水質を維持し、超純水装置のランニング
コストを低減します• RO カートリッジの直列式の組み合わせにより、供給水の有効利用を図っています（Chorus2+ 20 のみ）
また、オプションの RO 用ハイリカバリーキットにより、回収率を50％まで向上させることが可能ですRO∆
カートリッジ

second RO module
for the 2DI variant only

タンクからの循環ライン

採水口 ディスペンサー
水質（別売）
センサー ℃
水温計

供給水∆

脱気ユニット（オプション）
循環ポンプ

殺菌
洗浄用
ポート

• 非加熱なので電気代、水道代などのランニングコストも大幅削減
できますRO
カートリッジ

加圧ポンプ

純水
カートリッジ

タンクへの
循環ライン

UVランプ

ドレイン

Chorus 1 や flex と組み合わせて、超純水システムの構築に最適な純水装置です（10 ページ参照）• オプションのディスペンサー（22、23 ページ）を用いて循環ライン
からの純水を使い勝手よく採水できます（最大 3 台まで設置可能）
なお、ハローディスペンサー（23 ページ）は装置本体上部には装着できません。設置方法など詳細はお問い合わせください

27

PURELAB Chorus 2+（RO/DI/UV）10/20

水道につなぐだけで高純度水が得られます

ラボ用純水装置

ラボ用高性能純水装置のスタンダード

ラボ用純水装置
高純度水装置：1 日の使用量目安 〜 100ℓ、〜 200ℓ

PURELAB Chorus 2+（RO / EDI / UV）10 / 20
純水

純水採水スピード：1 .0ℓ/ 分

ChorusRO 水製造量：～ 26ℓ/ 時が必要です

専用タンク 15 〜 100ℓ

3 連続イオン交換（EDI）方式

ディスペンサータンク

ピュアラボディスペンサー

60ℓタンクとの組み合わせ例… 22 ページ

Chorus 専用タンク… 31 ページ

ハローディスペンサー… 23 ページ※ ディスペンサーはオプションです（最大 3 台まで設置可能）

EDI を採用し、ランニングコストを低減 高純度水の大量使用に最適
水道につなぐだけで高純度水が得られます

仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 36
Chorus 2+（RO/EDI/UV）1 0 Chorus 2+（RO/EDI/UV）20
1 .0ℓ/ 分
1 3ℓ/ 時26ℓ/ 時1 ～ 1 5 M Ω・cm
幅 376 × 奥行 353 × 高さ 679 mm
21 kg
22 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 1 .6 A
0.5 ～ 2 bar

採水時に水質測定するので安心

製品名
採水スピードRO 水製造量（水温 25℃）
純水水質
比抵抗
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水圧

• 本体採水口の直前で水質を測定しています※ 機種選定の際にはシステム用純水貯水タンク（31 ページ参照）を選んでセットにてお求めください• 高純度（JIS K0557 A4 グレード）の純水が得られ、ほとんどのラボ
用途にそのまま使えます（6 ～ 8 ページ参照）• 採水量 1 .0ℓ/ 分のスピードで本体から採水できます
または連続して循環させて純度を保ちます• タンク内の水を定期的に、• タンクの水ではなく実際に採水する水の水質を表示していますので安心してお使いいただけます

PURELAB Chorus 2 20（RO/EDI/UV）フロー図+

ラボ用純水装置

水質センサー

ランニングコストを削減します• タンク水循環システムで水質を維持し、超純水装置のランニング
コストを低減します• EDI モジュール（電気式連続イオン交換ユニット）を採用し、ラン
PURELAB Chorus 2+（RO/EDI/UV）10/20

ニングコストも大幅削減できます• RO カートリッジの直列式の組み合わせにより、供給水の有効利用を図っています（Chorus2+ 20 のみ）
また、オプションの RO 用ハイリカバリーキットにより、回収率を50％まで向上させることが可能です

Chorus 1 と組み合わせて、超純水システムの構築に最適な純水装置です（10 ページ参照）• オプションのディスペンサー（22、23 ページ）を用いて循環ライン
からの純水を使い勝手よく採水できます（最大 3 台まで設置可能）
なお、ハローディスペンサー（23 ページ）は装置本体上部には装着できません。設置方法など詳細はお問い合わせください

28

殺菌
洗浄用
ポート

EDIモジュール

循環ポンプ

水温計

加圧
ポンプ
second RO module
for the 2DI variant only

タンクからの循環ライン

採水口 ディスペンサー
水質（別売）
センサー ℃

供給水∆

オプチマイザーカートリッジ

脱気ユニット（オプション）

RORO
カートリッジ カートリッジ∆

前処理
カートリッジドレイン ドレイン

フロー
センサー

UVランプ

タンクへの
循環ライン

純水装置：1 日の使用量目安 〜 100ℓ、〜 200ℓ

PURELAB Chorus 2 10 / 20
純水

Chorus

純水製造量：～ 26ℓ/ 時

15ℓタンクとの組み合わせ例

純水の使用量増加にフレキシブル対応
できます
JIS K0557 A3 準拠• RO 膜とイオン交換の組合せで 1 ～ 1 0 M Ω・cm の水が製造でき、様々な実験用として使用可能です• 純水需要を 1 台で十分まかなえますさらに使用量に応じて 4 台（104ℓ/ 時）まで増設し、スケールアップが容易にできます（最大 800ℓ/ 日まで）
• 非加熱タイプなので電気代、水道代などのランニングコストを大きく削減できます

が必要です

専用タンク 15 〜 100ℓ

• Chorus 専用タンク… 31 ページ仕様

価格・アクセサリー・消耗品は P. 37

製品名
純水製造量（水温 25℃）
純水水質 比抵抗
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水圧

Chorus 2 1 0
Chorus 2 20
1 3ℓ/ 時26ℓ/ 時1 ～ 1 0 M Ω・cm
幅 375 × 奥行 340 × 高さ 435 mm
22 kg
23 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 0.6 A
0.5 ～ 2 bar※ 機種選定の際にはシステム用純水貯水タンク（31 ページ参照）を選んでセットにてお求めください

PURELAB Chorus 2 フロー図
RO
カートリッジ• RO カートリッジの直列式の組み合わせにより、供給水の有効利用を図っています（Chorus2 20 のみ）
また、オプションの RO 用ハイリカバリーキットにより、回収率を50％まで向上させることが可能です

脱気ユニット（オプション）RO
カートリッジ

水質
センサー

タンクへの
供給ライン

前処理
カートリッジ

供給水ポンプ

純水
カートリッジドレイン

RO 水装置：一日の使用量目安 〜 100ℓ、〜 200ℓ、〜 300ℓ

PURELAB Chorus 3 10 / 20 / 30
RO 水製造量：1 3 ～ 39ℓ/ 時

Chorus• Chorus 専用タンク… 31 ページ対応されたい方に• 高性能 RO 膜の採用により水道水中の不純物を 95％程度以上除去
でき、0.03 ～ 0.1 M Ω・cm 程度の純水が得られます• このサイズ 1 台で最大 39ℓ/ 時の製造能力があり、複数の環境試
験機や蒸気発生器などにも供給可能です• 非加熱タイプなので電気代、水道代などのランニングコストを大きく削減できます• RO カートリッジの直列式の組み合わせにより、供給水の有効利用を図っています（Chorus3 20/30 のみ）
また、オプションの RO 用ハイリカバリーキットにより、回収率を50％まで向上させることが可能です

使用量のアップにも最大 1 56ℓ/ 時まで簡単にスケールアップ• 使用量に応じて、Chorus 3（39ℓ）を 4 台まで増設し、1 つのシス仕様

ラボ用純水装置

15ℓタンクとの組み合わせ例

RO 水使用量の増加にフレキシブルに
ISO3696 Grade 3 準拠

が必要です

専用タンク 15 〜 100ℓ

RO 水質：0.03 M Ω・cm ～価格・アクセサリー・消耗品は P. 37

製品
RO 水製造量（水温 25℃）
純水水質 比抵抗
本体サイズ
運転時重量
電源
供給水圧

Chorus 3 1 0
Chorus 3 20
Chorus 3 30
1 3ℓ/ 時26ℓ/ 時39ℓ/ 時0.03 ～ 0.1 M Ω・cm
幅 375 × 奥行 340 × 高さ 435 mm
1 8 kg1 9 kg20 kg
1 00-240 V 50/60 Hz 0.6 A
0.5 ～ 2 bar※ 機種選定の際にはシステム用純水貯水タンク（31 ページ参照）を選んでセットにてお求めください

PURELAB Chorus 3（30ℓタイプ）フロー図
RO
カートリッジRORO
カートリッジ カートリッジ

脱気ユニット（オプション）

前処理
カートリッジ
水質センサー

テムとしてコントロール可能です

供給水

ポンプ

タンクへの
供給ライン

ドレイン

29

PURELAB Chorus 2 10/20 ／ PURELAB Chorus 3 10/20/30

RO 水超純水装置一覧

機種

PURELAB Quest 1

PURELAB Quest 2

PURELAB flex 3

PURELAB flex 5• タンク水循環機能• B4 サイズの省スペース設計• 定量採水機能• タンク水循環機能• B4 サイズの省スペース設計• ピペット式ハンドリング採水• フットスイッチ（オプション）• 定量採水機能• 分析装置に接続可能• 2 タンクシステムで超純水連続特長• タンク水循環機能• B4 サイズの省スペース設計• 定量採水機能

超純水・純水使用量
製造水

TOC 測定方法
RO 水製造量（25℃）
超純水採水方法
超純水採水スピード 1 ）純水採水方法バリデーションサポート
掲載ページ〜 1 0ℓ/ 日
超純水・純水・RO 水• flex 3 と同じ特長を有する〜 20ℓ/ 日
超純水（TOC 5 ppb 以下）・
超純水（TOC 5 ppb 以下）・
純水
純水
リアルタイム TOC モニター
1 0ℓ/ 時程度
1 0ℓ/ 時程度

超純水・純水・RO 水ーー

1 0ℓ/ 時程度

1 0ℓ/ 時程度

（原水の水圧により変動）

供給• タンク水 24 時間連続循環機能（原水の水圧により変動）（原水の水圧により変動）（原水の水圧により変動）

本体採水口

本体採水口

本体採水ディスペンサー

1 .2ℓ/ 分
マニュアル採水口
キャリブレーションのみ可

1 .2ℓ/ 分
マニュアル採水口
キャリブレーションのみ可滴下 ～ 2ℓ/ 分
マニュアル採水口●

分析機導入用チューブ（2 口）
本体採水ディスペンサー
滴下 ～ 2ℓ/ 分
マニュアル採水口
●

P. 12

P. 13

P. 14

P. 24

1 ）供給水圧等、設置状況により変動する場合があります。
機種

PURELAB flex

PURELAB flex UV（flex 2）3）特長

• ピペット式ハンドリング採水• A4 ワイドサイズの省スペース設計• フットスイッチ（オプション）• ピペット式ハンドリング採水• A4 ワイドサイズの省スペース設計• フットスイッチ（オプション）

超純水使用量製造水
TOC 測定方法
RO 水製造量（25℃）• タンク水循環機能• 超純水採水用ディスペンサー（オプション）（ディスペンサー最大 3 台まで）

〜 50ℓ/ 日
超純水ー〜 1 00ℓ/ 日●●

超純水（TOC 1 0 ppb 以下）・純水ー
1 3ℓ/ 時、26ℓ/ 時
採水タップ
採水ディスペンサー（オプション）～ 1 .5ℓ/ 分
採水タップ（タンク）●

超純水（TOC 5 ppb 以下）
リアルタイム TOC モニター

P. 16

P. 16

P. 17

ー

超純水採水方法
超純水採水スピード 1 ）純水採水方法バリデーションサポート
掲載ページ

PURELAB Chorus 1 Complete
1 0/20

本体採水ディスペンサー
滴下～ 2ℓ/ 分 2）ー1 ）供給水圧等、設置状況により変動する場合があります。 2）タンク設置場所・供給水圧に依存します。 3）海外では flex 2 となっています。

機種

超純水装置

特長

PURELAB Chorus 1
Analytical Research• PureSure® システム
• タンク水循環

Life Science• ピペット式ハンドリング採水（ピュアラボディスペンサー・
フレキシブルディスペンサー）

一覧

超純水使用量製造水
エンドトキシン
TOC 測定方法
超純水採水方法
超純水採水スピード 1 ）
標準
タイプ別
低イオン専用
カートリッジ低 TOC 専用
バリデーションサポート
掲載ページ• フットスイッチ（オプション）• 多彩な設置方法（ディスペンサー最大 4 台まで）

〜 200ℓ/ 日ー

超純水（TOC 1 ～ 3 ppb）

0.001 EU /㎖ 以下

●
●
●
●

リアルタイム TOC モニター
採水ディスペンサー（固定、ピペット式ハンドリング） ※ P. 22、P. 23 参照
滴下～ 2ℓ/ 分
●
ー
●
●

P. 19

P. 20

1 ）供給水圧等、設置状況により変動する場合があります。

30

General Science

超純水
ー
ー

●
ー
ー
●

P. 21

純水装置

一覧

機種

PURELAB Quest 1

特長• B4 サイズの省スペース設計• JIS K0557 A4 準拠• タンク水循環機能• 定量採水機能• JIS K0557 A4 準拠• タンク水循環機能• JIS K0557 A4 準拠• タンク水循環機能• EDI 搭載

• JIS K0557 A3 準拠• 最大 4 台まで増設可〜 1 0ℓ〜 1 00ℓ〜 200ℓ〜 1 00ℓ、〜 200ℓ

RO、DI

RO、UV、DI

RO、UV、EDI

RO、DI

1 3ℓ、26ℓ/ 時

1 3ℓ、26ℓ/ 時

1 3ℓ、26ℓ/ 時

●

●

― 2）

― 2）

本体採水口から採水ディスペンサーから

本体採水口から採水ディスペンサーから

タンクから

タンクから

タンクから

タンクから

1 .5ℓ/ 分

1 .0ℓ/ 分

1 日の使用量目安
製造方法
製造水量（水温 25℃）

1 0ℓ/ 時程度

（原水の水圧により変動）

タンク容量7ℓ（内蔵）

タンク水循環エルガ純水装置は内蔵もしくは一体型のタンクを持ち、タンク水を循環させることにより水質維持を図ることを特長としています。

PURELAB Chorus 2+ PURELAB Chorus 2+ PURELAB Chorus 2 PURELAB Chorus 3（RO/DI/UV）1 0/20 （RO/EDI/UV）1 0/20
1 0/201 0/20/30

本体採水口からタンクから採水方法
採水スピード 1 ）（オプション）1 .2ℓ/ 分

採水水質（純度）
バリデーションサポート〜 1 00ℓ、〜 200ℓ、〜 300ℓRO
1 3ℓ/ 時、26ℓ/ 時、
39ℓ/ 時
1 5ℓ、30ℓ、60ℓ、1 00ℓ 1 5ℓ、30ℓ、60ℓ、1 00ℓ 1 5ℓ、30ℓ、60ℓ、1 00ℓ 1 5ℓ、30ℓ、60ℓ、1 00ℓ●（水質維持・殺菌機能）• 最大 4 台まで増設可（オプション）ー―1 ～ 1 0 M Ω・cm

0.03 M Ω・cm 以上

1 8.2 M Ω・cm

1 ～ 1 5 M Ω・cm

1 ～ 1 5 M Ω・cm

キャリブレーションのみ可

●

●

●

●

P. 12

P. 27

P. 28

P. 29

P. 29

掲載ページ

（製造時）

（製造時）

1 ）供給水圧等、設置状況により変動する場合があります。
2）PURELAB Chorus 1 と組み合わせて超純水システムとする場合はタンク水循環機能が利用できます。詳しくはお問い合わせください。

PURELAB Chorus 専用タンク
製品名

1 5ℓタンク

30ℓタンク60ℓタンク1 00ℓタンク

貯水量

1 5ℓ

30ℓ

60ℓ

満水時タップ採水可能量

9ℓ

26ℓ

50ℓ

1 00ℓ
42ℓ・80ℓ（タップ位置変更可能）

幅 376 × 奥行 340
× 高さ 470 mm

幅 376 × 奥行 340
× 高さ 660 mm

幅 532 × 奥行 522
× 高さ 592 mm

幅 532 × 奥行 522
× 高さ 81 0 mm

25 kg
¥235,000

42 kg¥278,000

76 kg¥365,000

1 22 kg¥578,000

本体サイズ
満水時重量
価格

タンクには 3 層構造のエアベントフィルターを採用

タンクのディスプレイで残量確認できます

フィルターをタンク側面に取り付けました。それによりタンクの自在な配置、タンク上部の装置設置が可能になりました。タンクのエアベントには、粒子・バクテリアの一覧

除去用フィルター、有機物吸着用活性炭、CO2 ガス吸着用

純水装置

ソーダライム（主成分：水酸化カルシウム 75％）のコンポ
ジットタイプを採用し、タンク水の劣化を抑えます。CO2
ガス吸着能を保つためにも年一回程度の交換を推奨します。
注）PURELAB Quest 1 /2 のエアベントは粒子・バクテリア除去用のフィルターです

RO；逆浸透膜

UV；紫外線殺菌灯

DI；イオン交換カートリッジ

EDI；電気再生式イオン交換ユニット

MF；精密ろ過膜

31

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧
超純水装置

PURELAB Quest 1 / 2
本体

アクセサリー

製品名

本体装置型番価格

掲載ページ

PURELAB Quest 1（RO/DI）
PURELAB Quest 2（RO/DI/UV）PQDIXXM 1
PQDIUVM 1¥ 7 70,000¥ 800,000

P. 12
P. 13

型番

価格

掲載ページ

LA 75 7
LA 758¥ 235,000¥ 2 78,000

P. 31

ピュアラボディスペンサー（最大 1 つまで設置可）
製品名
ピュアラボディスペンサー

型番価格

LA5 1 2LD-PDA 1
LA 734
LA82 1¥ 59,000¥ 1 30,000¥ 70,000¥ 90,000¥ 33,000¥ 45,000

LC209

備考
標準推奨品

電源・給水遮断機能付

標準推奨品
標準推奨品

LA5 1 2、LC 1 40 含む
フィルターなし
本体内の殺菌洗浄用

オプション
オプション
オプション

1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です
2）原水中の残留塩素が 0.05 ppm 以上の場合は必要です

Chorus 専用タンク（RO 水貯留用）
製品名
1 5ℓタンク
30ℓタンク製品名
減圧レギュレーター 1 ）漏水センサーシステム
漏水センサー
前処理カートリッジ据付キット 2）
前処理ハウジング（スタンド付）2）
サニタイゼーションパック

ディスペンサーアクセサリー

型番

価格

掲載ページ

LA824

¥ 470,000

P.22※ Chorus 専用タンクとピュアラボディスペンサーはオプションです※ Chorus 専用タンクとピュアラボディスペンサーは同時に設置することは
できません

製品名

Chorus 専用電源ユニット

型番

価格

POWE40855¥ 42,500

備考
ピュアラボディスペンサーを接続する際に、接続するシステムにより必要な場合があり
ます

消耗品
製品名
超純水カートリッジ
TOC 低減用 UV ランプ
RO カートリッジ
エアベントフィルター
前処理カートリッジ
前処理フィルター
採水口フィルター
バイオフィルター

型番LC292
LC2 1 0LC2 1 7
LC29 1
LC 1 40
LC 1 23
LC 1 45
LC 1 97価格

推奨交換目安¥ 2 1 ,000 純度低下時¥ 78,000 定期交換を推奨¥ 1 1 0,000 除去率低下時（92% での交換を推奨）¥ 8,500 定期交換を推奨¥ 26,500 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 1 9,000 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 48,000 流量低下時¥ 64,500 定期交換を推奨

一般的な交換頻度
1年
1 ～ 1 .5 年
2～3年
1年
6 ヶ月
6 ヶ月
6 ヶ月
3 ヶ月

備考
RO 水が 7.5 µS/cm 以下の場合、 1 ,000ℓ程度の超純水が採水可能※
Quest 2 用 1 85/254 nm 2 波長出力タイプ
タンクキャップに内蔵（除粒子フィルター入り）
オプション（活性炭）
オプション（前処理ハウジング用活性炭）
オプション（孔径 0.2 µm）
オプション（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

PURELAB flex 3 / 5
本体

アクセサリー

製品名

型番

価格

PF3XXXXM 1（PF3-M2）
PF5XXXXM 1

PURELAB flex 3
PURELAB flex 5¥ 1 ,500,000

P. 14

減圧レギュレーター¥ 1 ,895,000P. 24

漏水センサーシステム

LD-PDA 1

備考
配管給水に接続する場合必須
標準推奨品¥ 59,000 です。
電源・給水遮断機能付。配管給水
標準推奨品¥ 1 30,000 の場合は装着をお奨めします

漏水センサー
フットスイッチ

LA 734LA 732¥ 70,000¥ 43,000

掲載ページ

製品名

型番
1）

LA5 1 2価格

壁取付キットLA 735¥ 87,000

前処理カートリッジ据付キット 2）
前処理ハウジング（スタンド付）2）
サニタイゼーションパック

LA82 1¥ 90,000¥ 33,000¥ 45,000

LC209

標準推奨品
オプション

事前に取り付ける壁の強度をご確認くださいLA5 1 2、LC 1 40 含む
フィルターなし
本体内の殺菌洗浄用

オプション
オプション
オプション
オプション

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧

1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です
2）原水中の残留塩素が 0.05 ppm 以上の場合は必要です

消耗品
製品名
超純水カートリッジ
TOC 低減用 UV ランプ
RO カートリッジ

型番価格

推奨交換目安LC2 1 4LC2 1 0LC2 1 7

¥ 48,500 純度低下時¥ 78,000 定期交換を推奨¥ 1 1 0,000 除去率低下時（92% での交換を推奨）

エアベントフィルター

LC2 1 6

¥ 4 1 ,000 定期交換を推奨

前処理カートリッジ
前処理フィルター
採水口フィルター
バイオフィルター

LC 1 40
LC 1 23
LC 1 45
LC 1 97¥ 26,500 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 1 9,000 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 48,000 流量低下時¥ 64,500 定期交換を推奨

一般的な交換頻度 備考
1年
RO 水が 7.5 µS/cm 以下の場合、2,000ℓ程度の超純水が採水可能※
1 ～ 1 .5 年
1 85/254 nm 2 波長出力タイプ
2～3年
タンクキャップに内蔵
1年（除粒子フィルター、活性炭、ソーダライム入り）
オプション（活性炭）
6 ヶ月オプション（前処理ハウジング用活性炭）
6 ヶ月
オプション（孔径 0.2 µm）
6 ヶ月
3 ヶ月
flex 3 用、オプション（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

R
PU
A
EL
B

fl

ex

32

3、
PU

RE

LAB

Q uest の 実 際

の大

き

さ

で

す

※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。

標準品：装置選定時に必ずお選びください

標準推奨品：装置選定時に同時に購入をお奨めします

オプション：オプション

超純水装置

PURELAB flex / flex UV
本体

アクセサリー

製品名

PURELAB flex
PURELAB flex UV

型番価格

PF 1 XXXXM 1
PF2XXXXM 1¥ 1 ,080,000¥ 1 ,465,000

製品名
漏水センサーシステム
漏水センサー
フットスイッチ

掲載ページ

P. 16

型番

LD-PDA 1
LA 734LA 732LA652
LA5 75

給水圧調整バルブ 1 ）
壁取付キットLA 735

プレコンディショニングキット
サニタイゼーションパック

LA 731
LC209

価格

備考

標準推奨品
¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付
標準推奨品¥ 70,000
オプション¥ 43,000¥ 85,000
配管給水に接続する際には必須です オプション¥ 90,000

事前に取り付ける壁の強度をご確
オプション¥ 87,000 認ください¥ 1 28,000 原水水質 1 M Ω・cm 以下の場合に使用 オプション
オプション¥ 45,000 本体内の殺菌洗浄用

1 ）給水圧が 4 bar 以下の場合は LA652 を、4 bar 以上の場合は LA575 を選定してください。

消耗品
製品名

型番

価格

超純水カートリッジ

LC208¥ 50,500 純度低下時

推奨交換目安TOC 低減用 UV ランプ
採水口フィルターLC2 1 0
LC 1 45¥ 78,000 定期交換を推奨¥ 48,000 流量低下時

バイオフィルター

LC 1 97¥ 64,500 定期交換を推奨

プレコンディショニングカートリッジ

LC2 1 1

¥ 50,500

一般的な交換頻度

備考

1 M Ω・cm の純水供給の場合、5,000ℓ程度の超純水が採水可能※1 ～ 1 .5 年
flex UV 用、 1 85/254 nm 2 波長出力タイプ
オプション（孔径 0.2 µm）
6 ヶ月
flex UV 用、オプション
3 ヶ月（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）
6 ヶ月（RO 水供給時） オプション（供給水が 1 .0 M Ω・cm 未満の時に推奨）
1年※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

PURELAB Chorus 1 Complete 10 / 20
本体

本体アクセサリー

製品名

PURELAB Chorus 1
Complete 1 0
PURELAB Chorus 1
Complete 20

本体装置型番価格

PC 1 1 0COBPM 1¥ 1 ,240,000

PC 1 20COBPM 1¥ 1 ,540,000

掲載ページ

P. 17

製品名
減圧レギュレーター 1 ）漏水センサーシステム
漏水センサー
RO カートリッジ増設
キット
脱気ユニット
粗ろ過（除粒子）用
プレフィルター一式

型番

LA5 1 2LD-PDA 1
LA 734

価格

お問い合わせください

LA 7 75

備考

標準推奨品¥ 59,000
標準推奨品¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付
標準推奨品¥ 70,000
1 0 は RO カートリッジを 1 本増設 オプション

して製造能力をアップできますオプション¥ 289,000

オプション

お問い合わせください

1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です

Chorus 専用タンク
型番

価格

掲載ページ

LA 75 7
LA 758LA 759LA 760¥ 235,000¥ 2 78,000¥ 365,000¥ 5 78,000

P. 31

ピュアラボディスペンサー（最大 3 つまで設置可）
製品名
ピュアラボディスペンサー

ディスペンサーアクセサリー

型番

価格

掲載ページ

LA824

¥ 470,000

P.22

Chorus 専用ディスペンサー（最大 3 つまで設置可）
製品名
ハローディスペンサー
アドバンスドディスペンサー
フレキシブルディスペンサー

型番

価格

掲載ページ

LA 754LA 755LA 756¥ 300,000¥ 375,000¥ 525,000

P. 23※ ピュアラボディスペンサーと Chorus 専用ディスペンサーはオプションです

製品名

Chorus 専用ディスペンサー

接続キット（ケーブル 1 .5 m）
Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 5 m）

型番

価格

LA 7 78¥ 1 9,800

LA 7 79¥ 1 9,800

備考

Chorus 専用ディスペンサーを使用する場合はどちらかの接続キットをお選びください本体に含まれていますが、ディス

Chorus 専用電源ユニット

POWE40855 ¥ 42,500 ペンサー設置時には別途必要とな

フットスイッチ

LA 732¥ 43,000

ディスペンサー壁取付キット

LA 768¥ 64,500

る場合がありますアドバンスド、フレキシブルディス
ペンサーに接続可能
事前に取り付ける壁の強度をご確
認ください

標準品

オプション
オプション
オプション

消耗品
製品名
前処理カートリッジ
RO カートリッジ
超純水カートリッジ
TOC 低減用 UV ランプ

LC24 1LC240
LC2 75
LC2 1 0型番

¥ 2 7,500 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 1 1 5,000 除去率低下時（92% での交換を推奨）¥ 99,000 純度低下時¥ 78,000 定期交換を推奨

価格

推奨交換目安

一般的な交換頻度
6 ヶ月
2～3年
～1年
1 ～ 1 .5 年

エアベントフィルター

LC2 1 6

¥ 4 1 ,000 定期交換を推奨

1年

採水口フィルター
バイオフィルター
E- カートリッジ（脱気モジュール用）

LC 1 45
LC 1 97
LC 1 8 1¥ 48,000 流量低下時¥ 64,500 定期交換を推奨¥ 337,000 定期交換を推奨

6 ヶ月
3 ヶ月
3年

備考

1 0 は 1 本、20 は 2 本使用
RO 水が 7.5 µS/cm 以下の場合 6,000ℓ程度採水可能※
1 85/254 nm 2 波長出力タイプ

タンクキャップに内蔵（除粒子フィルター、活性炭、ソーダライム入り）
オプション（孔径 0.2 µm）
オプション（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）
オプション（原水の炭酸濃度が高い場合）詳細要打合※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

さです
際の大き

PUR

x の実
B fle
A
L
E

※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。

33

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧

製品名
1 5ℓタンク
30ℓタンク60ℓタンク1 00ℓタンク本体、アクセサリー、消耗品価格一覧
超純水装置

PURELAB Chorus 1 Analytical Research / Life Science
本体アクセサリー

本体
製品名（標準タイプ）

PURELAB Chorus 1
Analytical Research
PURELAB Chorus 1
Life Science

本体装置型番価格

掲載ページ

PC 1 ANRXM2¥ 1 ,500,000

P. 19

PC 1 LSCXM2¥ 1 ,540,000

P. 20

製品名
漏水センサーシステム
漏水センサー

型番価格

給水圧調整バルブ 1 ）
殺菌洗浄用カートリッジ
殺菌洗浄用カートリッジ（オープンループ用）
殺菌洗浄用
バイパスブロック備考¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付¥ 70,000¥ 85,000 配管給水に接続する際には必須¥ 90,000 です¥ 39,000

LD-PDA 1
LA 734LA652
LA5 75
LC236

標準推奨品
標準推奨品
オプション
オプション

LC25 1¥ 53,500

オプション

LC233

¥ 2 7,000

オプション1 ）給水圧が 4 bar 以下の場合は LA652 を、4 bar 以上の場合は LA575 を選定してください。

ピュアラボディスペンサー（最大 4 つまで設置可）
製品名
ピュアラボディスペンサー

ディスペンサーアクセサリー

型番

価格

掲載ページ

LA824

¥ 470,000

P.22

Chorus 専用ディスペンサー（最大 4 つまで設置可）
製品名
ハローディスペンサー
アドバンスドディスペンサー
フレキシブルディスペンサー

型番価格

LA 754LA 755LA 756¥ 300,000¥ 375,000¥ 525,000

掲載ページ

P. 23

製品名

型番

Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 1 .5 m）
Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 5 m）
Chorus 専用電源ユニット

価格¥ 1 9,800 Chorus 専用ディスペンサーを

LA 7 79¥ 1 9,800 キットをお選びください

使用する場合はどちらかの接続

POWE40855

フットスイッチ

備考

LA 7 78

ディスペンサーの増設時に追加で¥ 42,500 必要かどうかをご確認ください
アドバンスド、フレキシブル

LA 732¥ 43,000 ディスペンサーに接続可能

標準品

オプション
オプション

消耗品
製品名

型番

価格

超純水カートリッジ 標準タイプ

LC232¥ 95,500 1 本目純度低下時

1 ～2年

超純水カートリッジ 低イオン専用

LC245¥ 1 23,000 1 本目純度低下時

1 ～2年

超純水カートリッジ 低 TOC 専用

LC246¥ 1 23,000 1 本目純度低下時

1 ～2年

1 M Ω・cm の純水供給の場合、40,000ℓ ごとに 1 本交換※
Analytical Research：3 種類（標準タイプ、低イオン専用、
低 TOC 専用）から 1 つを選択、1 台に2 個使用※
Life Science：2 種類（標準タイプ、低 TOC 専用）から 1 つを選択、1 台に 2 個使用※

LC2 1 0
LC 1 09
LC 1 5 1¥ 78,000 定期交換を推奨¥ 66,000 採水量低下時¥ 1 80,000 定期交換を推奨

1 ～ 1 .5 年
～2年
～2年

1 85/254 nm 2 波長出力タイプ
Analytical Research 用。孔径 0.05 µm
Life Science 用。分画分子量 5,000

TOC 低減用 UV ランプ
UMF カートリッジ
UF カートリッジ

推奨交換目安

一般的な交換頻度

備考※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

PURELAB Chorus 1 General Science
本体
製品名（標準タイプ）

PURELAB Chorus 1
General Science

本体アクセサリー
本体装置型番

PC 1 GSCXM2

価格¥ 1 ,050,000

掲載ページ

P. 21

製品名
漏水センサーシステム
漏水センサー
給水圧調整バルブ

型番

価格

1）

殺菌洗浄用カートリッジ
殺菌洗浄用カートリッジ（オープンループ用）
殺菌洗浄用
バイパスブロック備考¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付¥ 70,000¥ 85,000 配管給水に接続する際には必須¥ 90,000 です¥ 39,000

LD-PDA 1
LA 734LA652
LA5 75
LC236

標準推奨品
標準推奨品
オプション
オプション

LC25 1¥ 53,500

オプション

LC233

¥ 2 7,000

オプション

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧

1 ）給水圧が 4 bar 以下の場合は LA652 を、4 bar 以上の場合は LA575 を選定してください。

ピュアラボディスペンサー（最大 4 つまで設置可）
製品名
ピュアラボディスペンサー

ディスペンサーアクセサリー

型番

価格

掲載ページ

LA824

¥ 470,000

P.22

Chorus 専用ディスペンサー（最大 4 つまで設置可）
製品名
ハローディスペンサー
アドバンスドディスペンサー
フレキシブルディスペンサー

型番

価格

掲載ページ

LA 754LA 755LA 756¥ 300,000¥ 375,000¥ 525,000

P. 23

製品名

型番

Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 1 .5 m）
Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 5 m）
Chorus 専用電源ユニット

価格¥ 1 9,800 Chorus 専用ディスペンサーを

LA 7 79¥ 1 9,800 キットをお選びください

使用する場合はどちらかの接続

POWE40855

フットスイッチ

備考

LA 7 78

LA 732

ディスペンサーの増設時に追加で¥ 42,500 必要かどうかをご確認ください¥ 43,000

アドバンスド、フレキシブル
ディスペンサーに接続可能

標準品

オプション
オプション

消耗品
製品名

型番

価格

推奨交換目安

一般的な交換頻度

超純水カートリッジ 標準タイプ

LC232¥ 95,500 1 本目純度低下時

1 ～2年

採水口フィルター
バイオフィルター

LC 1 45
LC 1 97¥ 48,000 流量低下時¥ 64,500 定期交換を推奨

6 ヶ月
3 ヶ月

備考
1 M Ω・cm の純水供給の場合、40,000ℓ ごとに 1 本交換※

1 台に 2 個使用。 1 M Ω・cm の純水供給の場合、40,000ℓ
ごとに 1 本交換※
オプション（孔径 0.2 µm）
オプション（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

34※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。

標準品：装置選定時に必ずお選びください

標準推奨品：装置選定時に同時に購入をお奨めします

オプション：オプション

純水装置+
PURELAB Chorus 2（
RO / DI / UV）
本体アクセサリー

本体
製品名

PURELAB Chorus 2+
RO/DI/UV 1 0
PURELAB Chorus 2+
RO/DI/UV 20

本体装置型番価格

掲載ページ

PC2 1 0DUBPM 1 ¥ 1 ,070,000

P. 27

PC220DUBPM 1 ¥ 1 ,200,000

製品名
減圧レギュレーター 1 ）漏水センサーシステム
漏水センサーLA5 1 2LD-PDA 1
LA 734

型番

RO カートリッジ増設キット

お問い合わせください

脱気ユニット
粗ろ過（除粒子）用
プレフィルター一式

型番

価格

掲載ページ

LA 75 7
LA 758LA 759LA 760¥ 235,000¥ 2 78,000¥ 365,000¥ 5 78,000

P. 31

ピュアラボディスペンサー（最大 3 つまで設置可）
製品名
ピュアラボディスペンサー

LA 7 75

して製造能力をアップできますオプション¥ 289,000

オプション

お問い合わせください

ディスペンサーアクセサリー

型番

価格

掲載ページ

LA824

¥ 470,000

P.22

Chorus 専用ディスペンサー（最大 3 つまで設置可）
製品名
ハローディスペンサー
アドバンスドディスペンサー
フレキシブルディスペンサー

備考1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です

Chorus 専用タンク
製品名
1 5ℓタンク
30ℓタンク60ℓタンク1 00ℓタンク価格

標準推奨品¥ 59,000
標準推奨品¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付
標準推奨品¥ 70,000
1 0 は RO カートリッジを 1 本増設 オプション

型番

価格

掲載ページ

LA 754LA 755LA 756¥ 300,000¥ 375,000¥ 525,000

P. 23※ ピュアラボディスペンサーと Chorus 専用ディスペンサーはオプション
です

製品名

型番

価格

LA 7 78¥ 1 9,800

LA 7 79¥ 1 9,800

Chorus 専用ディスペンサー

接続キット（ケーブル 1 .5 m）
Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 5 m）

Chorus 専用電源ユニット

ディスペンサー壁取付キット

Chorus 専用ディスペンサーを使用する場合はどちらかの接続キットをお選びください標準品

本体に含まれていますが、ディスペ¥ 42,500 ンサー設置時には別途必要となる場 オプション

POWE40855

フットスイッチ

備考

合がありますアドバンスド、
フレキシブルディス

LA 732¥ 43,000 ペンサーに接続可能

オプション

LA 768

事前に取り付ける壁の強度をご確¥ 64,500 認ください

オプション

消耗品
製品名
前処理カートリッジ
RO カートリッジ

LC24 1LC240

型番¥ 2 7,500 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 1 1 5,000 除去率低下時（92% での交換を推奨）

価格

推奨交換目安純水カートリッジ

LC2 74¥ 52,000 純度低下時

殺菌用 UV ランプ

LC285¥ 29,000 定期交換を推奨

エアベントフィルター

LC2 1 6

¥ 4 1 ,000 定期交換を推奨

採水口フィルター
バイオフィルター
脱気膜カートリッジ

LC 1 45
LC 1 97
LC 1 54¥ 48,000 流量低下時¥ 64,500 定期交換を推奨¥ 204,000 定期交換を推奨

一般的な交換頻度 備考
6 ヶ月
2～3年
1 0 は 1 本、20 は 2 本使用
RO 水が 7.5 µS/cm 以下の場合 1 0 M Ω・cm の純水が年
1
1 0,000ℓ程度採水可能※
1 ～ 1 .5 年
254 nmタンクキャップに内蔵
1年（除粒子フィルター、活性炭、ソーダライム入り）
オプション（孔径 0.2 µm）
6 ヶ月
オプション（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）
3 ヶ月
オプション（分析装置要求条件詳細要打合せ）
3年

PU

RE
LA

B

Ch
or
us

、1

5ℓ

タ
ン

ク
、3

0ℓ

タ
ン

ク

の

実
際
の

大
き
さ

で
す

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。

35

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧
純水装置+
PURELAB Chorus 2（
RO / EDI / UV）
本体アクセサリー

本体
製品名

PURELAB Chorus 2+
RO/EDI/UV 1 0
PURELAB Chorus 2+
RO/EDI/UV 20

本体装置型番価格

PC2 1 0EUBPM 1¥ 1 ,500,000

PC220EUBPM 1¥ 1 ,700,000

掲載ページ

P. 28

製品名
減圧レギュレーター 1 ）漏水センサーシステム
漏水センサーLA5 1 2LD-PDA 1
LA 734

型番

RO カートリッジ増設キット

お問い合わせください

脱気ユニット
粗ろ過（除粒子）用
プレフィルター一式

型番

価格

掲載ページ

LA 75 7
LA 758LA 759LA 760¥ 235,000¥ 2 78,000¥ 365,000¥ 5 78,000

P. 31

ピュアラボディスペンサー（最大 3 つまで設置可）
製品名
ピュアラボディスペンサー

して製造能力をアップできますオプション¥ 289,000

オプション

お問い合わせください

ディスペンサーアクセサリー

型番

価格

掲載ページ

LA824

¥ 470,000

P.22

Chorus 専用ディスペンサー（最大 3 つまで設置可）
製品名
ハローディスペンサー
アドバンスドディスペンサー
フレキシブルディスペンサー

備考1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です

Chorus 専用タンク
製品名
1 5ℓタンク
30ℓタンク60ℓタンク1 00ℓタンクLA 7 75

価格

標準推奨品¥ 59,000
標準推奨品¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付
標準推奨品¥ 70,000
1 0 は RO カートリッジを 1 本増設 オプション

型番

価格

掲載ページ

LA 754LA 755LA 756¥ 300,000¥ 375,000¥ 525,000

P. 23※ ピュアラボディスペンサーと Chorus 専用ディスペンサーはオプションです

製品名

Chorus 専用ディスペンサー

接続キット（ケーブル 1 .5 m）
Chorus 専用ディスペンサー
接続キット（ケーブル 5 m）

Chorus 専用電源ユニット
フットスイッチ
ディスペンサー壁取付キット

型番価格

LA 7 78¥ 1 9,800

LA 7 79¥ 1 9,800

POWE40855

備考

Chorus 専用ディスペンサーを使用する場合はどちらかの接続キットをお選びください標準品

本体に含まれていますが、ディスペ¥ 42,500 ンサー設置時には別途必要となる場 オプション
合がありますアドバンスド、
フレキシブルディス

LA 732¥ 43,000 ペンサーに接続可能

オプション

LA 768

事前に取り付ける壁の強度をご確¥ 64,500 認ください

オプション

消耗品
製品名
前処理カートリッジ
RO カートリッジ

型番価格

推奨交換目安

一般的な交換頻度 備考
6 ヶ月
2～3年
1 0 は 1 本、20 は 2 本使用
原水の硬度により定期交換頻度は異なります
6 ヶ月

殺菌用 UV ランプ

LC24 1
LC240
LC243
LC285

¥ 2 7,500 塩素除去能低下時（定期交換を推奨）¥ 1 1 5,000 除去率低下時（92% での交換を推奨）¥ 26,500 定期交換を推奨¥ 29,000 定期交換を推奨

エアベントフィルター

LC2 1 6

¥ 4 1 ,000 定期交換を推奨

1年

採水口フィルター
バイオフィルター
脱気膜カートリッジ

LC 1 45
LC 1 97
LC 1 54¥ 48,000 流量低下時¥ 64,500 定期交換を推奨¥ 204,000 定期交換を推奨

6 ヶ月
3 ヶ月
3年

オプティマイザーカートリッジ

1 ～ 1 .5 年

254 nmタンクキャップに内蔵（除粒子フィルター、活性炭、ソーダライム入り）
オプション（孔径 0.2 µm）
オプション（エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用）
オプション（分析装置要求条件詳細要打合せ）

PURELAB Chorus シリーズはフレキシブルな組み合わせ設置が可能です

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧

PURELAB flex UVPURELAB Chorus 2 × 4 台
PURELAB
Chorus 1 Complete
PURELAB Chorus 2+

1 00ℓタンク30ℓタンク

1 5ℓタンク

PURELAB Chorus 2 は最大 4 台まで増設できます36※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。

標準品：装置選定時に必ずお選びください

標準推奨品：装置選定時に同時に購入をお奨めします

オプション：オプション

純水装置

PURELAB Chorus 2
アクセサリー

本体
製品名

本体装置型番価格

PURELAB Chorus 2 1 0
PURELAB Chorus 2 20

PC2 1 0DIBPM3
PC220DIBPM3¥ 850,000¥ 950,000

掲載ページ

P. 29

製品名

Chorus 専用電源ユニット

価格¥ 42,500

備考
超純水システム構築時や増設時には、必要かどうかをご確認ください

標準品

減圧レギュレーター
漏水センサーシステム
漏水センサーLA5 1 2LD-PDA 1
LA 734

RO カートリッジ増設キット

お問い合わせください

オプション

本体接続キット（積上げ用）

LA 7 7 7

オプション

1）

本体接続キット（ケーブル 1 .5 m）
脱気ユニット
粗ろ過（除粒子）用
プレフィルター一式¥ 59,000¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付¥ 70,000
1 0 は RO カートリッジを 1 本増設してLA 7 78

製造能力をアップできます
Chorus を 2 台積上げて設置する場合¥ 1 9,800 に必要
横並びで複数の Chorus を設置する場¥ 1 9,800
合に必要

LA 7 75¥ 289,000

標準推奨品
標準推奨品
標準推奨品

オプション
オプション
オプション

お問い合わせください

1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です

Chorus 専用タンク
製品名
1 5ℓタンク
30ℓタンク60ℓタンク1 00ℓタンク型番

POWE40855

型番

価格

掲載ページ

LA 75 7
LA 758LA 759LA 760¥ 235,000¥ 2 78,000¥ 365,000¥ 5 78,000

P. 31

消耗品
製品名
前処理カートリッジ
RO カートリッジ
純水カートリッジ
エアベントフィルター
脱気膜カートリッジ

型番価格

LC24 1
LC240
LC234
LC2 1 6
LC 1 54¥ 2 7,500¥ 1 1 5,000¥ 52,000¥ 4 1 ,000
¥ 204,000

推奨交換目安塩素除去能低下時（定期交換を推奨）
除去率低下時（92% での交換を推奨）
純度低下時
定期交換を推奨
定期交換を推奨

一般的な交換頻度
6 ヶ月
2～3年
1年
1年
3年

備考

型番

備考
超純水システム構築時や増設時には、

1 0 は 1 本、20 は 2 本使用
7.5 µS/cm の原水で 1 3,000ℓ程度採水可能※
オプション（分析装置要求条件詳細要打合せ）※ あくまでも目安です。供給水の状態などにより変動します。

PURELAB Chorus 3
アクセサリー本体
PURELAB Chorus 3（ 1 0ℓ / 時）
PURELAB Chorus 3（20ℓ / 時）
PURELAB Chorus 3（30ℓ / 時）

本体装置型番

価格

RO31 0BPM3¥ 750,000

RO320BPM3¥ 9 1 5,000

RO330BPM3¥ 1 ,080,000

掲載ページ

P. 29

製品名

POWE40855

減圧レギュレーター 1 ）漏水センサーシステム
漏水センサーLA5 1 2LD-PDA 1
LA 734

RO カートリッジ増設キット

お問い合わせください

オプション

本体接続キット（積上げ用）

LA 7 7 7

オプション

本体接続キット（ケーブル 1 .5 m）
脱気ユニット
粗ろ過（除粒子）用
プレフィルター一式¥ 42,500 必要かどうかをご確認ください¥ 59,000¥ 1 30,000 電源・給水遮断機能付¥ 70,000
RO カートリッジを 1 本増設してLA 7 78

製造能力をアップできます
Chorus を 2 台積上げて設置する場合¥ 1 9,800 に必要
横並びで複数の Chorus を設置する場¥ 1 9,800 合に必要

LA 7 75¥ 289,000

標準品
標準推奨品
標準推奨品
標準推奨品

オプション
オプション
オプション

お問い合わせください

1 ）供給水圧条件を超える場合に必要です

Chorus 専用タンク
製品名
1 5ℓタンク
30ℓタンク60ℓタンク1 00ℓタンク価格

Chorus 専用電源ユニット

型番

価格

掲載ページ

LA 75 7
LA 758LA 759LA 760¥ 235,000¥ 2 78,000¥ 365,000¥ 5 78,000

P. 31

本体、アクセサリー、消耗品価格一覧

製品名

消耗品
製品名
前処理カートリッジ
RO カートリッジ
エアベントフィルター
脱気膜カートリッジ

型番価格

LC24 1
LC240
LC2 1 6
LC 1 54¥ 2 7,500¥ 1 1 5,000¥ 4 1 ,000
¥ 204,000

推奨交換目安塩素除去能低下時（定期交換を推奨）
除去率低下時（92% での交換を推奨）
定期交換を推奨
定期交換を推奨

一般的な交換頻度
6 ヶ月
2～3年
1年
3年

備考

1 0 は 1 本、20 は 2 本、30 は 3 本使用
オプション（分析装置要求条件詳細要打合せ）※ 据付作業費・既設装置撤去作業費は別途必要になります。

37

販売終了装置消耗品一覧
純水装置

PURELAB Prima 7 / 1 5 / 30

PURELAB Option-S 7 / 1 5

PURELAB Option-R 7 / 1 5

PURELAB Pulse 1 / 2

製品名

型番

価格

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

前処理カートリッジ

LC 1 40¥ 26,500

RO カートリッジ

LC 1 43¥ 1 50,000

エアベントフィルター

LC 1 36M2¥ 46,000

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

前処理カートリッジ

LC 1 40¥ 26,500

RO カートリッジ

LC 1 43¥ 1 50,000

純水カートリッジ

LC 1 4 1¥ 43,000

エアベントフィルター

LC 1 36M2¥ 46,000

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

前処理カートリッジ

LC 1 40¥ 26,500

RO カートリッジ

LC 1 43¥ 1 50,000

純水カートリッジ

LC 1 4 1¥ 43,000

殺菌用 UV ランプ

LC 1 05¥ 25,500

採水口フィルター

LC 1 45¥ 48,000

エアベントフィルター

LC 1 36M2¥ 46,000

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

前処理カートリッジ

LC 1 40¥ 26,500

RO カートリッジ

LC 1 43¥ 1 50,000

コンディショニングカートリッジ

LC 1 78¥ 2 7,000

殺菌用 UV ランプ

LC 1 05¥ 25,500

採水口フィルター

LC 1 45¥ 48,000

エアベントフィルター

LC 1 36M2¥ 46,000

製品名

型番

価格

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

前処理カートリッジ

LC 1 40¥ 26,500

RO カートリッジ

LC 1 43¥ 1 50,000

超純水カートリッジ

LC 1 63¥ 99,000

TOC 低減用 UV ランプ

LC 1 1 8¥ 80,000

採水口フィルター

LC 1 45¥ 48,000

バイオフィルター

LC 1 97¥ 64,500

エアベントフィルター

LC 1 36M2¥ 46,000

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

超純水カートリッジ RO Feed

LC 1 47¥ 1 02,000

超純水カートリッジ SDI Feed

LC 1 48¥ 1 06,000

超純水カートリッジ 低イオン専用

LC 1 49¥ 1 1 0,000

超純水カートリッジ 低 TOC 専用

LC 1 50¥ 1 1 0,000

TOC 低減用 UV ランプ（Analytic、Genetic 用）

LC 1 1 8¥ 80,000

殺菌用 UV ランプ（Ionic 用）

LC 1 05¥ 25,500

UMF カートリッジ（Ionic、Analytic 用）

LC 1 09¥ 66,000

UF カートリッジ（Bioscience、Genetic 用）

LC 1 5 1¥ 1 80,000

殺菌洗浄用タブレット

CT 1¥ 1 5,500

超純水装置

PURELAB Option-Q 7 / 1 5

PURELAB Ultra（mk1 ）

前面パネルの色が白
販売終了装置消耗品一覧

PURELAB Ultra（mk2）

前面パネルの色が青

超純水カートリッジ RO Feed

LC 1 82¥ 1 02,000

超純水カートリッジ SDI Feed

LC 1 83¥ 1 06,000

超純水カートリッジ 低イオン専用

LC 1 84¥ 1 07,000

超純水カートリッジ 低 TOC 専用

LC 1 85¥ 1 07,000

TOC 低減用 UV ランプ（Analytic、Genetic 用）

LC 1 1 8¥ 80,000

殺菌用 UV ランプ（Ionic 用）

LC 1 05¥ 25,500

UMF カートリッジ（Ionic、Analytic 用）

LC 1 09¥ 66,000

UF カートリッジ（Bioscience、Genetic 用）

LC 1 5 1¥ 1 80,000

OEM 製品を含め、販売終了となりました上記の製品については継続して消耗品・パーツ供給しております。詳しくはお問い合わせください38

エルガ正規輸入代理店のご案内
ELGA
Labwater 正規輸入代理店のご案内
弊社は 35 年以上の実績を持つ ELGA Labwater の正規輸入代理店です。
購入後もお客さまにご満足、ご安心いただけるフォロー体制を整えています。

ELGA Labwater 製品のご用命は弊社にお任せください！
セナーアンドバーンズ株式会社の取り組み
v ご要望に応じてデモンストレーションやセミナーを実施 ･ 開催
v 保守点検、キャリブレーションサービス、バリデーションサポートサービス（IQ / OQ）の提供
v お客様のニーズに応えた周辺機器の開発・販売

システム構築から設置レイアウトまで弊社にご相談ください！

（シンクと並列での設置例）（システムラック中段での設置例）

シンクと同じ床上 80cm の架台に+後方に PURELAB Chorus 2（左）と 30L タンク（右）（漏水センサーシステム）

PURELAB flex 3

前方に PURELAB flex UV（採水部低位置固定）

型番 LD-PDA1

価格 ¥130,000

・ 漏水を検知すると供給水と電源供給ともに遮断・ 音声アラームでお知らせ（詳細はお問合せください。）

ELGA Labwater 正規輸入代理店

セナーアンドバーンズ株式会社
本社

http://www.s-vans.com

mail@s-vans.com〒 1 44-004 1 東京都大田区羽田空港 1 -6-6

TEL 03-5 708-7300 FAX 03-5 708-01 5 1

札幌営業所〒 005-0004 北海道札幌市南区澄川 4 条 2- 1 0- 1 7

TEL 01 1 -823-2250 FAX 01 1 -823-2258

神戸営業所〒 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通 3-6-7

TEL 078-331 -7292 FAX 078-331 -738 1

北九州営業所〒 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 1 -2-39

TEL 093-533-537 1

FAX 093-533-5372
39

エルガ・ラボウォーターは世界第 2 位のラボ用純水・超純水装置メーカーです
エルガは様々なインフラ構築と運用をおこなっているグローバル企業グループ、ヴェオリアの一員です。
ヴェオリアは、世界に 20 万人を超える従業員を有しており、地域社会や産業の持続的発展に貢献する、
水、廃棄物、エネルギーのソリューションビジネスを展開しています。
エルガは、研究・分析用の純水・超純水に特化したビジネスユニットです。80 年以上にわたって開発されたユニークな技術と専門知識をベースにした製品づくりで研究・分析分野へ継続的に貢献しています。
私たちは、卓上型の小型装置から建築家やコンサルタントとの協業を伴う大規模なプロジェクトまで、
また製品開発から使用時に発生する様々な課題に対しての豊富な経験を持っています。

持続可能性への取り組み
エルガ製品は、製造時から稼働時そしてお客様の装置使用終了の後まで、あらゆる場面での環境への負荷を可能な限り低減するように設計されています。
すべての製品で、製造から廃棄までを通じた炭素値を計算することができ、製品に関係する皆様がこの情報を利用できるようにしております。
詳細については www.elgalabwater.com/sc にアクセスしてください。

ELGA のサイトをぜひご覧ください

Contact us:
ELGA offices and distributors are located in more than
60 countries and are fully trained in all ELGA systems.
To find your nearest ELGA representative, go towww.elgalabwater.com and select your country for contact details.

ELGA Global Operations Centre
tel: +44（0）203 567 7300
fax: +44（0）203 567 7205
Your local ELGA representative

製造元

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
エルガ・ラボウォーター事業部〒 108-0022 東京都港区海岸 3-20-20 ヨコソーレインボータワー

e-mail: jp.elga.all.groups@veolia.com http: / / www.elgalabwater.com
輸入元

セナーアンドバーンズ株式会社〒 144-0041 東京都大田区羽田空港 1-6-6 第一綜合ビル

TEL : 03-5708-7300 FAX : 03-5708-0151 http: // www.s-vans.com
札幌営業所
TEL : 01 1-823-2250 神戸営業所 TEL : 078-331-7292 北九州営業所 TEL : 093-533-537 1
記載の価格や仕様は改良のため予告なく改訂されることがあります。記載の価格には消費税は含まれておりません。
は Veolia Water の実験室用水の国際ブランド名です。PURELAB および PureSure は ELGA LabWater の商標および技術です。【禁無断転載・複写】
ELGA
記載の価格や仕様は改良のため予告なく改訂されることがあります。記載の価格には消費税は含まれておりません。
ELGA は Veolia Water の実験室用水の国際ブランド名です。PURELAB および PureSure は ELGA LabWater の商標および技術です。【禁無断転載・複写】

ELJ0024S-I 2024.6