【INSTRUCTION

MANUAL】

Level Meter
ＭＯＤＥＬ：LV1000 Series
OutputSeries name

Input

SensorPower Color
power

Cover

Function
External input function(Hold･Compulsion zero)Linearization function (21 points)
2 preset outputs (c touching relay output）
2 terminal stand covers
Optional 2 preset outputs（2 normally-open relay outputs）
Optional 8 preset outputs（NPN open collector output）
Optional 10 preset outputs（2 normally-open relay outputs）（ 8 NPN open collector outputs）
Analog current output（DC4-20mA）

LV1000

P4
※Ｐ１０
※Ｐ１２
AI
AV3
AV4

Analog voltage output（DC1-5V）
Analog voltage output（DC0-5V）

AV5

Analog voltage output（DC0-10V）

※ＲＳ４
※ＲＳ４Ｗ

RS-485 communication（2-wire）
RS-485 communication（4-wire）

A2

Analog current input（DC4-20mA）

A3
A4
A5

Analog voltage input（DC1-5V）
Analog voltage input（DC0-5V）
Analog voltage input（DC0-10V）

None

DC24V Output stabilization（ 150mA MAX ）DC12V Output stabilization（ 200mA MAX ）DC5V Output stabilization（ 100mA MAX ）AC power（AC85-264V）DC

DC power（DC12-24V）

None

S12
S5

None

Gray

K

Black

※ The option of P10／P12 and RS4／RS4W cannot be selected at the same time.

【 The second edition 9th Mar. 2016 】@LV1000（2）-E

Precautions
Please read this Operation Manual including the following precautions carefully to ensure safeuse of your meter.

！ ＜Caution＞ Do not use this product applications outside of product specifications.
！ ＜Caution＞ User-conducted alterations and modifications of the unit should not be performed
as they may impair functioning or cause failure and accidents.
！ ＜Caution＞ Direct sunshine is avoided, and ratings are used in the place of each onshime andthe place shere the be dewy occurs easily.
！ ＜Caution＞ Do not use it the place with the combustible gas and the ignition thing.
！ ＜Caution＞ Do not subject the unit to strong vibrations or shocks.
！ ＜Caution＞ Do not allow metallic debris, dust, or moisture to penetrate the unit.
！ ＜Caution＞ Always turn the power OFF before commencing any wiring work.
！ ＜Caution＞ Please use one which matches rating for the AC, DC power supply to a meter.
！ ＜Caution＞ After the power supply, it operates at once because there is no power on/off
switch for the unit.
！ ＜Caution＞ Do not touch the terminal while operating. It gets an electric shock.

Contents
1．Attachments and Warranty ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2．Specifications ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-5
3．Mounting meter・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

4．Connecting terminal board ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
5．Construction of input / output circuit・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
6．Names and functions of components on front ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-11
7．The setting menu ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12-15≪Each mode transition≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12≪Preset value setting≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12≪Mode setting≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13≪Scaling setting≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13≪Linearization setting≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14≪8-step preset value setting≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14≪Test mode≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
8．Initial setting values and initialization・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16-19
9．Manner of operation of set list display・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20≪Calling method≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20≪Method of oprating keys for setting display list≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
10．Scaling setting method ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21-26≪Calling method≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21≪Programming and information lamp operation≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21-25≪Method of operating keys for scaling setting≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25-26
11．Mode setting method
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27-39≪Calling method≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27≪Method of operating key to mode setting≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27-28≪Contents of each mode setting≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28-39
Mode №0 Setting the calculation function/display method/decimal point position ・・・・ 28
Mode №1 Setting the least significan digit correction/domain“0”indication function・ 29
Mode №2 Setting the sampling time・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
Mode №3 Setting the zero point adjustment and external input ・・・・・・・・・・・・ 30-31
Mode №4 Preset output：Common setteing (1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
Mode №5 Preset output：Common setteing (2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
Mode №6 Preset output：Setting the OUT1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
Mode №7 Preset output：Setting the OUT2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
Mode №8 Preset output：Setting the OUT3（Optional setting）・・・・・・・・・・・・・・ 34
Mode №9 Preset output：Setting the OUT4（Optional setting）・・・・・・・・・・・・・・ 35〔About the disconnection detection function〕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
Mode №A Analog output：Setting the output display selection/output method（Optional setting）・・・・・36

Mode №b Setting of 8 step preset output （Optional setting） ・・・・・・・・・・・・・ 37
Mode №C Setting of communication RS-485(1)（Optional setting） ・・・・・・・・・・・・ 38
Mode №d Setting of communication RS-485(2)（Optional setting） ・・・・・・・・・・・・ 39
12．Mode protect function ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40≪The key operation of mode protect≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
13．About the zero adjustment ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41≪The method of zero point adjustment≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41≪How to see the deflection data of zero point adjustment≫ ・・・・・・・・・・・・・ 41
14．Linearization function・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42-45≪Linearization function≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42≪Calling method≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42≪The key operation method of a linearization function≫・・・・・・・・・・・・・・・43-45≪The example of setting of linearization≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
15．How to set the preset value・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47-48≪Calling method≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47≪The key operation of preset value setting≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47-48
16．The method of analog adjustment(In an option setup, an analog output contains）・・・・ 49-53≪Calling method≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49≪The key operation of analog adjustment≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49-52≪Flow chart for analog adjustment≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
17．8-step preset output （Optional setting）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
18．The method of an 8-step preset value setup （Optional setting）・・・・・・・・・・・・ 55-56≪Calling method≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55≪The key operation method 8-step preset value setup≫・・・・・・・・・・・・・・・ 55-56
19．Communication function （Optional setting）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57-59≪About a communication function≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57≪About a communication operation≫ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58-59
20．Dimensions ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
21．About a noise countermeasure ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
22．Troubleshooting ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62

１.Attachments and Warranty
About confirmation of attachments.
When you received as a product, please confirm whether it includes the following.
（１）LV1000（The chosen specification） ・・・・・・・・・・・・・・１（２）LV1000 Operation manual（Attachment）・・・・・・・・・・・・・１（３）Unit label（Attachment） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）Rubber packing（Attachment） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（５）Plug male of 9D-subpins soldering type（Attachment） ・・・・・・１〔RS4，RS4W，P10，and P12 optional, Attachment〕（６）9D-subpin food（Attachment） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１〔RS4，RS4W，P10，and P12 optional, Attachment〕（７）Terminal stand cover ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

If there are the mistaking parts and the missing parts, please inform a dealer or us.
(There is a case that you don′ｔ attach by convenience.)

About a guaranteed period and a guaranteed area.
１．Guaranteed period
The period a product guarantees is 4 years from a delivered day.
２．Guaranteed area
If we trouble by responsibility in whole guaranteed period, it`s repaired without charge at ourfactory.
But if a product conflicted in the following matter, it isn`t a guarantee target.
Please understand.
① Case of outside of the product specifications.
② Case of User-conducted alterations and modifications of the unit.
③ Case of besides our responsibility.
④ Case of safekeeping and transportation beyond the product specification condition.
⑤ Case of an accident.

-1-２.Specifications【 Standard specifications 】
Item
Rate mete
Operation form

Ratio

Bar meter

Specifications
Rate meter
A/D conversion operation. Input intervals：About 20ms
Operation system
The resolution:About 1/22000 (To full scale input)
Setting the analog is minimum / maximum input value and minimum
Scaling/ maximum value
Measurement displayed＋is pressing for 2 sec or
0 adjustment function
more display is adjusted to 0. (Setting mode 3)±0.1％ rdg.±2digit for full scale analog input
Display accuracy（23℃±5℃, power on for 30 minutes or more）
Display
Red LED:5 digits Character height:10mm-9999 to 9999 (When indication overflowed,「－9999」or「9999」
Indication area
flashes on and off.)
It makes between two poins arbitrarily set“0”.
Domain”0”indicated(“Mode №１”It is necessary to set it in "Minimum in areafunction0/maximum in area 0" of the scaling setting.）
Decimal digits
Displays 0 to 0.000 decimal digits (selectable)
Sampling time
Rate reading averaged by 0.1-10.0 sec (selectable)
Least significant digit Slectable: real, fixed at 0, or 0/5
Scaling conversion between two points indicated values at moment
Conversion methodof 0.0％，100.0％-999.9 to 999.9. 0.0 fixation of the decimal point position.
Indication area
(When indication overflowed,「-999.9」or「999.9」flashes on
andoff. ）It lights up displaying the ratio value.
Ratio indication lamp
（When the ENT key is pushed,the change is rate mete）
Display
Scale marks
Display method
Over flow
Display update time

Linearization
Function selection

Setting method
Sensorinput

A2-typeA3-typeA4-typeA5-typeTemperature
characteristic
Sensor power
Option：S12
Option：S5

1.6mmx0.8mm LED (16 orange LEDs, 4 white LEDs) 20 LEDs in all
White LEDs turn on at 25, 50, 75, 100%.
0, 25, 50, 75, 100
O to 100% LEDs turn on or off according to the rate value every
5.0%.
Over 100.0% (over 100.1%): all LEDs will blink.
Under 100.0% (under -0.1%): the least significant LED will
blink.
Synclonize with sampling time for the indicated value.
Effective/invalidity of the linearization function is selected.
（Slects it by“Mode №0”）※ It exists also in the ratio indication.
Straight line approximate value（21ch is possible to set it）
The input of each ch can be arbitrarily set by 0.00-105.00％.
The output of each ch can be arbitrarily set by -9999-99999.
(The decimal point of the output synchronizes with the decimal)
Analog current input: DC4-20mA Input resistance: aprrox 250Ω
Analog voltage input: DC1-5V
Input resistance: aprrox 200kΩ
Analog voltage input: DC0-5V
Inpur resistance: aprrox 200kΩ
Analog voltage input: DC0-10V
Input resistance: aprrox 200kΩ
±100ppm/℃（0-50℃）
DC＋24V（±5％） 150mA max output
DC＋12V（±5％） 200mA max output
DC＋ 5V（±5％） 100mA max output-2-

EXT. input

Presetoutput

It is judged that it disconnects when becoming ｢Input signal≦
Cisconnection detection -20％F.S.｣ Rate mete and ratio“－ － － － － blinking”
function(A2,A3 type)※ The disconnection detection can be output from OUT4(Option)
Hold/peak hold/bottom hold/width of input/0 adjustment
function.（“mode №3” selectable）
EXT input function
The rear terminal board (6-7) is ON. 50mS or more is ON.
(HD turning on the lamp）
Input
NPN open collector pulse input or ground contact.
Output terminal
Output terminals no.1-2-3 (OUT1),14-15-16 (OUT2)Comparative system
Upper limit, lower limit (immediately) and lower limit(delay). (selectable)
Output mode
Comparison, maintenance,(selectable)
Output selection
Function stop, Rate mete, Raito,(selectable)
Preset value setting
The presetting program mode setting is also selectable.
Judgment output is compared with the indication value by
Output judgment
preset value.
Tow-row relay 1c output

Output circuit[ Control capacity / Maximum permissible power ]AC125V 0.6A （Resistance load）
AC250V 0.3A （Resistance load） ／75VA MAX
DC 30V 2A（Resistance load）／60W
MAX[ The maximum control current ]2A MAX

Output indication
Output reset
Hysteresis setting
Hysteresis operation
Preset output state
distinction time
Data backup

Mode protect function

OthersWarm up timePower source
DC-typePower consumption
DC-typeTemperature/humidity
conditions
Weight/dimensions
Material of the caseColor
K-typeProtection class※ Can be used within control current 2A and control capacity/ permissible power.
During presetting output, the OUT1 and OUT2 LED are activated
The RST key to the pushed for 2 sec or more.
0-3999 (4 digits to disregard decimal point)
Invalid or selects it from effective.
※ When the output mode is only“Compareson”,it operates.
It outputs it continuing set time (0.0-99.9 sec) after itenters the output area at the output area.
Each mode stting value is memorized by FRAM(The memory number of times is within 100,000 times,
About 10 year safekeeping.)
Changes by mode protect function setting.
“L-oFF”is possible to change by setting.
“L-on”is not possible to change by setting.
After turning on the power, more than 30 minutes.
AC85-264V (50/60 Hz)
DC12-24V (±10%)
Approx. 23VA
Approx. 10W
0-50 ℃, 30-80 %RH (Non-condensing)
Approx. 370g,
ABS
Gray
Black
IP66

-3-

W96×H48×D130mm

【Optional specification】＜Preset output ＋2 step output ：option P4＞
Output terminal
Output terminals no.4-5 (OUT3),17-18 (OUT4)Comparative system
Upper limit, lower limit (immediately) and lower limit(delay). (selectable)
Output mode
Comparison, maintenance,(selectable)
Output selection
Function stop, Rate mete, Raito,(selectable)※ Only OUT4 can select the disconnection detection.
Preset value setting
The presetting program mode setting is also selectable.
Judgment output is compared with the indication value by
Output judgment
preset value.
Output circuit
Tow-row relay 1a output[ Control capacity / Maximum permissible power ]AC125V 0.6A （Resistance load）／75VA MAX
AC250V 0.3A （Resistance load）
DC 30V 2A（Resistance load）／60W
MAX

Presetoutput＋2 stepoutput[ The maximum control current ]2A MAX

Hysteresis setting※ Can be used within control current 2A and control
capacity / permissible power.
During presetting output, the OUT3 and OUT4 LED are
activated
0-3999 (4 digits to disregard decimal point)

Output reset

The

Output indication

Hysteresis operation
Preset output state
distinction time

RST

key to the pushed for 2 sec or more.

Invalid or selects it from effective.
※ When the output mode is only“Compareson”,it operates.
It outputs it continuing set time (0.0-99.9 sec) after itenters the output area at the output area.

＜Preset output ＋8 step output ：option P10＞
Output terminal
D-sub 9 pin connector Output from 2-9（Pin1 is GND）
Comparative system
Upper limit, lower limit (immediately) and lower limit(delay). (selectable)
Output mode
Comparison, maintenance,(selectable)
PresetOutput selection
Function stop, Rate mete, Raito,(selectable)
outputThe 8 step presetting program mode setting is also
Preset value setting＋
selectable.
8 stepJudgment output is compared with the indication value by
Output judgment
outputpreset value.
Output circuit
8 step NPN open collector output
Maximum: DC30V 50mA max
Output reset

The

RST

key to the pushed for 2 sec or more.

＜ Preset output ＋ 10 step output specification：option P12 ＞
Becames a composition of Preset output ＋ 2 step output ＋ 8 step output
Please refer to the specification of option P4, P10.

-4-

＜Analog output ：Option AV3-5,AI＞
Output terminal
Output terminals no. 19-20
Output setting
Indicated value with minimum, maximum analog output is set.
VoltageAV3
DC1-5V
Loadimpedance 2kΩ or more
outputAV4
DC0-5V
Loadimpedance 2kΩ or more
AV5
DC0-10V Loadimpedance 2kΩ or more
Corrent
AI
DC4-20mA Loadimpedance 500Ω or less
outputOutput timing“The indication value synchronizing” “Sanpling timesynchronizing” (selectable)
Output accuracy
Within ±0.1% F.S. for indicated value (23±5℃, power on f
or 30 minutes or more)
Temperature caracteristic ±50ppm/℃ (0-50℃)
Output response
Approx 1ms(But,an output change is time until the 90% arrival)
Maximum output resolv D/A conversion operation
ing ability
・ DC1- 5V : Maximum 19999 resolution
Analog・ DC0- 5V : Maximum 19999 resolution
output・ DC0-10V : Maximum 19999 resolution
・ DC4-20mA : Maximum 19999 resolution

Output area

Caution) The analog output (AV, AI) renge is internal logic
is set. Please do not change.
0%-102.4%
・ AV3 : 1-5.096V・ AV4 : 0-5.12V
・ AV5 : 0-10.24V・ AI : 4-20.384mA※ Compulsorily outputs it by 0% or 102.4% when becoming anover indication“-9999 Flushing”or“9999 Flushing”
The output inclination to scaling depends on the scaling
setting.

＜RS-485 communication ：Option RS4, RS4W＞
Signal terminal
Communication from D-sub connector (9 pin)
Signal level
In accordance with IEE RS-485
Synchronous method
RS4 : 2-wire system Half duplex communication
RS4W: 4-wire system Half duplex communication
Baud rate
2400/4800/9600/19200 bps (Selectable)
Start bit
1 bit
Stop bit
1 bit
RS-485
Communi Data bit
7/8 bits (Selectablu)
cationParity bit
Odd/Even/None (Selectablu)
Unit (ID) nomber
00-99
Communication system
Communication is controlled by command
Communication data
Writing the indicated value, Reading and writing setting va
lues of preset output.
Maximum connection
32
Communication code
ASCII code-5-

３. Mountin meter
How to mount indicator (meter)１．

Cut the panel to insert the indicator (meter)from the front.

Panel cutout dimensions
+0.8

+0.5

92 -0
Plate

Fig.1

70 or more

45 -0

Mater

Packing

130 or more

２．

（Unit：mm）
Please push the Fitting for fixing the body.
Into a right and left both sides of the meter.

Fitting for fixing the body

Fig.2

３．

DriverSlide in the rear side (terminal stand side) as for
the Fitting for fixing the body.
It turns a screw by the driver.
The meter is fixed (right and left both sides)

Fitting for fixing the body

Fig.3

1．Please install it horizontally.
2．Fit the body on to a panel 1.0-4.0mm in thickness.
3．Please do not tighten the screw of the mounting bracket too much.
（The case might be damaged when tightening too much.）-6-

４. Connecting terminal board≪Terminal boards≫

Fig.4［EXT.input (Terminal board 6-7）］
Hold/Peak hold/bottom hold/width of input/0 adjustment function.
Mode setting (P.30-31 “mode3”) (selectable)［8 step preset output（option）］
Please refer to P.54“17. 8 step preset output”for the pin layout and the circuit specification.
［Communication function（option）］
Please refer to P.57-59“19.Communication function”for the pin layout and the circuitspecification.
≪Sensor boads≫
1）2-wire transmission type sensor

Fig.53）4-wire type sensor

Fig.７2）3-wire type sensor

Eig.6！ ＜Caution＞
The input circuit is connected with the sensor power ＧＮＤ inside.
Please carry out floating of the input circuit, and when used, consult to our company.

-7-

５.Construction of input / output circuit〔１〕Analog input

Fig.8〔２〕EXT. input

Fig.9〔３〕Analog output
Voltage output (AV)Fig.10Current output (AI)〔４〕Preset output
Relay output(１c Point of contact）Fig.12-8-

Fig.11

Relay output(１ａ Point of contact）Fig.13

６.Names and functions of components on front
Fig.14① Display unit（Rad）（A-E）
1）Measurement value indicated at the time of measurement state.
2）Initialization
A-E：「（A,B are blanks.），」is indicated.
3）Set list display
A ：Blank
B-E：「（Pr.St），（Md.St），（SC.St），（Ln.St），（P8.St）」is indicated.
4）Mode set, Adjusting the analog mode set.
A ：Setting No is indicated.
B-E：Setting value is indicated.
5）Scaling value, Preset value, 8 step preset value, setting.
A ：“－”，“0-9”is indicated.
B-E：“0-9”is indicated.
6）Linearization setting.
・At the title indicated.
A-E：「（Ln.01A）～（Ln.21A） ，（Ln.01b）～（Ln.21b）」is indicated.
・At the setup indicated.
A：“0-1”is indicated.
（Ln.01A ～Ln.21A setting state）：“－”，“0-9”is indicated.（Ln.01b ～Ln.21b setting state）
B-E：“0-9”is indicated.
7）Mode protect setting.
A-E：「，」is indicated.
② Bar meter(Orange, White)
Measurement state：LEDs (0 -100%) turn on or off according to the rate value every 5.0%.
Over 100.0% (over 100.1%): all LEDs will blink.
Under 100.0% (under -0.1%): the least significant LED will blink.
Setting state：All LEDs turn off.
③-⑥ Preset output lamp（Red）（1-4）
Measurement state：It lights up OUT1-4 at the presetting output.
Setting state：The output lamp setting it now lights when the preset value is set.
The output lamp lights or blinks by each setting when scaling is set.
The output lamp lights or blinks by each setting when 8 presets value is set.
⑦ EXT. input lamp (Green）（HD）
Measurement state：The EXT.input (the terminal board 6-7th) is input, it lights.
-9-⑧ Ratio lamp (Green）（％）
Measurement state：It lights up at the ratio indicated value.
Setting state：The output lamp lights or blinks by each setting when scaling is set.
：The output lamp lights by each setting when 8 presets value is set.
⑩ Shift key
Measurement state：Preset display is adjusted “0”when pushing withfor 2 sec or more.
（When zero adjustment function is made sffective,
it is necessary to set mode No.3.）：When pressing for 2 sec or more, the deflection data of the zero point
adjustment.
Set list display：It shifts to the setting displayed in the display unit.
Setting state：Moves the flash figure when each setting, to the right.
：When Mode is pushed while pushingwhen the mode is set,
the Mode No. (Display unitA) is changed in the descending order.
（d→C→b→A・・・1→0→d→C→b・・・）：When
is pushed while pushing Mode when linearization is set,
the title is changed in the descending order.
（Ln.21b →Ln.21A → Ln.20b→ ・・・ → Ln.01A → Ln.21b → ・・・）
：Present bit value are indicated at the time of analog input adjustments
mode setting.
⑩ Down key
Initialization state：The display becomes ““ if
is pushed in the stateof the initialization selection (“” display),
and it initializes it.
It changes into the measurement operation afterwards.
Measurement state：It uses it when the mode protecting function is called, and it changes.
(2 sec or more: Mode protecting display → 8 sec or more:
Mode protecting changes.)
Setting state：Changes the value of the blinking digit during setup procedures.
Each time the key is pressed, the number goes down.
：When analog output adjusted, the output bit value goes down.
⑪ Mode key

ModePower on state：When a power on while is pushing down Mode , a test mode functions.
(A stop of the test mode function is power off.)
Measurement state：WhenModeis pressing for 2 sec or more, setting list display is called.

Set list display：The setup data display is changed.
(Pr.St → Md.St → Sc.St → Ln.St → P8.St → Pr.St → ・・・)
Setting state：Mode No.(indicator A) is switched.
（0→1→2→3・・・C→ｄ→0→1→2・・・）：When the scaling value is set, a set content is changed.
：When the preset value is set, OUT1 to OUT4 are switched.
- 10 -

：When the 8 preset value is set, ch1 to ch8 are switched.
：When the title display of the linearization setting, the title display is changed.
(Ln.01A → Ln.01B → Ln.02A → ・・・ → Ln.21b → Ln.01A → ・・・)
：When the content of linearization set set is displayed,it changes to the title
display.
：When the analog adjustment mode set, analog adjustment No.(indicator A) is
switched. (Blank →A→b→C→d→Blank →A→ｂ)⑫ Up key
Measurement state：Present display is adjusted“0”when pushing withfor 2sec ormore.
（When zero adjustment function is made effective, it is necessary to
setmode No.3.）：When ENT is pressing for 5 sec or more, while is pushing down
The measurement is restarted from the state of the power on.
（*1 Operation reset）,

Setting state：Changes the value of the flashing digit during setup procedures.
Each time thekey is pressed, the number goes up by one.
：When analog output adjusted, the output bit value goes up.
⑬ Enter key

ENTPower on state：When a power on while is pushing down ENT ,“enters the state of the initialization selection.

”display, and it

Measurement state：The rate mete and the ratio are changed.
(It is necessary to set the Mode No.0)：When
is pressing for 5 sec or more, while is pushing down
The measurement is restarted from the state of the power on.
（*1 Operation reset）

ENT

Set list display：Shifts to the measurement.
Setting state：A set value is registered when each setting it, and it shifts to a set list.
：When the analog adjustment mode is set, the setting value is registered.
⑭ Reset key

RSTPower on state：When a power on whili is pushing down

RST ,analog

adjustment mode functions.

Initialization state：When initialization is selected(
display)is pushing down
It shifts to the measurement operation without initializing.
Measurement state：When pressing for 2 sec or more, resets the presetting output
Setting state：During setup procedures the display returns to the set list display,without registering.
：When RST is pressing for 2sec or more, when analog adjusting it,
returns to the measurement.
＊1 Operation reset
When＋ ENT is pressing for 5 sec or more while displaying the measurement,
the measurement is started from the state at power on.
Please try for the unstable operation stc.Noise etc.
- 11 -

RST,

７.The setting menu
≪ Each mode transition ≫≪ Preset value setting ≫- 12 -≪Mode setting≫≪Scaling setting≫- 13 -

≪Linearization setting≫≪8 step preset value setting≫- 14 -≪Test mode≫- 15 -

８.Initial setting value and initialization
If the specifications desired by the user are requested prior to shipment,
the meter will be set these settings.
Otherwise, the regular factory settings are shown below.
Value setting of each Mode
Mode
Initial setting
A
B
C
D
E
0
0.
0
0
0
1.
0
2.
1.
0
0
3.
0
4.

0

0.

0

5.

0

0

0

Table 1
B
－
－
－
－
－

－

0

－
－
－

0

－
－
－

0

－
－
－

0

－
－
－

0
0
0
0
0
0

8.

0
0
0

9.

A.

0
0
1

－

0
b.

0

－

1

－
－
－
－
－
－

2

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－

－
－

－

－

－

－

－

－

－
0

0

－
－
－

－
0

C.

－

0

0

7.

－
－

E
－
－
－
－
－
－
－
－
－

0
6.

Notes
C
D
－
－
－
－
－
－
－

－
－

－

－

－

－

0

－
－

－
－

－
－

－

d.
1

－

－

－

- 16 -

Set item
Setting the calculation function
Setting the display methed
Setting the decimal point
Setting the least significant digit
Setting the area“0”indication function
Setting the sampling time
Setting the zero point adjustment
Setting the EXT input
Setting the preset output common(1):Preset output state distinction time
Setting the preset output common(2):Hysteresis value
Setting of OUT1:Output display selection
Setting of OUT1:Upper limit, lower limit
Setting of OUT1:Output mode
Setting of OUT1:Hysteresis operation
Setting of OUT2:Output display selection
Setting of OUT2:Upper limit, lower limit
Setting of OUT2:Output mode
Setting of OUT2:Hysteresis operation
Setting of OUT3:Output display selection
Setting of OUT3:Upper limit, lower limit
Setting of OUT3:Output mode
Setting of OUT3:Hysteresis operation
Setting of OUT4:Output display selection
Setting of OUT4:Upper limit, lower limit
Setting of OUT4:Output mode
Setting of OUT4:Hysteresis operation
Analog output:Output display selection
Analog output:Output circuit
Setting of 8 step preset output:Output
display selection
Setting of 8 step preset output:Upper
limit, lower limit
Setting of 8 step preset output:Output mode
Setting the network transmission RS-485(1):Deta bit
Setting the network transmission RS-485(1):Parity bit
Setting the network transmission RS-485(1):Transmission rate
Setting the network transmission RS-485(2):Transmission ID No
Setting the network transmission RS-485(2):Sending and receiving change time

Scaling setting value［ A2 input ］
Initial setting
(-)
B
C
D
0
0
0
0
(-)
0
4.
0
0
1
0
0
(-)
2
0.
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
［ A3 input ］
Initial setting
A
B
C
D
(-)
0
0
0
0
0
1.
0
(-)
1
0
0
0
0
5.
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
［ A4 input ］
Initial setting
A
B
C
D
(-)
0
0
0
0
0
0.
0
(-)
1
0
0
0
0
5.
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
［ A5 input ］
Initial setting
A
B
C
D
(-)
0
0
0
0
0
0.
0
(-)
1
0
0
0
1
0.
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0
(-)
0
0
0
(-)
1
0
0

Table2-A
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

B

Notes
C

D

E

Set item
Minimum indicated value
Analog input value of minimum indicatedMaximum indicated value
Analog input value of maximum indicatedRate meter indicated value of 0.0%
Rate meter indicated value of 100.0%
Minimum indicated value of domain“0”maximum indicated value of domain“0”Analog output minimum indicated value
Analog output maximum indicated value
Table2-B

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

B

Notes
C

D

E

Set item
Minimum indicated value
Analog input value of minimum indicatedMaximum indicated value
Analog input value of maximum indicatedRate meter indicated value of 0.0%
Rate meter indicated value of 100.0%
Minimum indicated value of domain“0”maximum indicated value of domain“0”Analog output minimum indicated value
Analog output maximum indicated value
Table2-C

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

B

Notes
C

D

E

Set item
Minimum indicated value
Analog input value of minimum indicatedMaximum indicated value
Analog input value of maximum indicatedRate meter indicated value of 0.0%
Rate meter indicated value of 100.0%
Minimum indicated value of domain“0”maximum indicated value of domain“0”Analog output minimum indicated value
Analog output maximum indicated value
Table2-D

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

B

Notes
C

D

E

Set item
Minimum indicated value
Analog input value of minimum indicatedMaximum indicated value
Analog input value of maximum indicatedRate meter indicated value of 0.0%
Rate meter indicated value of 100.0%
Minimum indicated value of domain“0”maximum indicated value of domain“0”Analog output minimum indicated value
Analog output maximum indicated value- 17 -

Linearization setting value
No.
Initial setting
ABCDE
A
B
C
D
Ln.01A00
0.
0
Ln.01b (-)
000
Ln.02A
0
1
2.
5
Ln.02b (-)
500
Ln.03A02
5.
0
Ln.03b (-)
6
0
0
Ln.04A
0
3
7.
5
Ln.04b (-)
1
0
0
Ln.05A0
5
0.
0
Ln.05b (-)
80
0
Ln.06A
0
6
2.
5
Ln.06b (-)
0
3
0
Ln.07A0
7
5.
0
Ln.07b (-)
0
6
0
Ln.08A
0
8
7.
5
Ln.08b (-)
0
2
0
Ln.09A1
0
0.
0
Ln.09b (-)
1
0
0
Ln.10A1
0
5.
0
Ln.10b (-)
1
0
5
Ln.11A00
0.
0
Ln.11b (-)
000
Ln.12A00
0.
0
Ln.12b (-)
000
Ln.13A00
0.
0
Ln.13b (-)
000
Ln.14A00
0.
0
Ln.14b (-)
000
Ln.15A00
0.
0
Ln.15b (-)
000
Ln.16A00
0.
0
Ln.16b (-)
000
Ln.17A00
0.
0
Ln.17b (-)
000
Ln.18A00
0.
0
Ln.18b (-)
000
Ln.19A00
0.
0
Ln.19b (-)
000
Ln.20A00
0.
0
Ln.20b (-)
000
Ln.21A00
0.
0
Ln.21b (-)
000

Table3
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A

B

Notes
C

D

E

Set itemch 01 input %ch 01 output indication
ch 02 input %ch 02 output indication
ch 03 input %ch 03 output indication
ch 04 input %ch 04 output indication
ch 05 input %ch 05 output indication
ch 06 input %ch 06 output indication
ch 07 input %ch 07 output indication
ch 08 input %ch 08 output indication
ch 09 input %ch 09 output indicationch 10 input %ch 10 output indication
ch 11 input %ch 11 output indication
ch 12 input %ch 12 output indication
ch 13 input %ch 13 output indication
ch 14 input %ch 14 output indication
ch 15 input %ch 15 output indication
ch 16 input %ch 16 output indication
ch 17 input %ch 17 output indication
ch 18 input %ch 18 output indicationch 19 input %ch 19 output indication
ch 20 input %ch 20 output indication
ch 21 input %ch 21 output indication- 18 -

Preset setting value
Initial setting
A
B
C
D
OUT1
(-)
9
9
9
OUT2
(-)
9
9
9
OUT3
(-)
9
9
9
OUT4
(-)
9
9
9
8 step preset setting value
Initial setting
A
B
C
D
ch 1
(-)
9
9
9
ch 2
(-)
9
9
9
ch 3
(-)
9
9
9
ch 4
(-)
9
9
9
ch 5
(-)
9
9
9
ch 6
(-)
9
9
9
ch 7
(-)
9
9
9
ch 8
(-)
9
9
9
Mode protect setting value
Initial setting
A
B
C
D
E
L
－
ｏ
F
F

E
9
9
9
9

A

B

Table 4
Notes
C
D
E

Table 5
E
9
9
9
9
9
9
9
9

A

B

Notes
C

D

E

Table 6
A

Notes
C

B

D

E

About initialization
When a power on while is pushing down
initialization selection.
It initializes (”measurement operation.
RST

ENT

,“

“) display when”display, and it enters the state of theis pushed at this time, and it shihts to theis pushed it shihts to the measurement operation without initializing.

After the initialization, the set values will be as shown in Table 1, Table 2-A to D, andTable 3 to 6. Moreover, the deflection data of zero poit adjustment is cleared to”0”.

！ ＜Caution＞
1．Since an initialization changes all existing setting values to the initial setting
values, be sure to record all the setting values before an initialization.Please
initialize without fail, and set each mode, the linearization and the preset value, etc.
again when either of data ischanged in the analog adjustment mode.
2．When abnormalities occur in a display or a function suddenly from normal operation,please carry out reset of operation first.(P.11 Reference)
Still, please initialize it when the upset condition is not repaired by theabove-mentioned. Please set each mode the scaling and the preset value, etc.
again after it initializes it.

- 19 -

９.Manner of opration of set list display≪The call method≫
１． Mode is turned on 2 sec or more.
２．It goes into a setting list and ““ is displayed.

≪Method of operating key to set display list≫
Display
The contents of operation
Operation key
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
A setting display is switched whenever it pushes.
↓
↓
Mode

↓
↓
↓
↓

「Ｐｒ．Ｓｔ（Preset value setup）」↓「Ｍｄ．Ｓｔ（Mode setup）」↓「ＳＣ．Ｓｔ（Scaling setup）」↓「Ｌｎ．Ｓｔ（Linearization setup）」↓「Ｐ８．Ｓｔ（8 step preset value setup）」↓「Ｐｒ．Ｓｔ（Preset value setup）」
Please choose the display to set up.
The “Ｐ８．Ｓｔ”display is displayed at the timeof P10,P12 option selection.
It pushes; it will shift to each setup.
Please make a setting change according to operationof each setteing item
It pushes; it will return to a measurement display.

ENT

Please push

！ ＜Caution＞
It will become the display of “ENT

after each end of a setting.

“if it returns from each setting menu to asetting list.

- 20 -

１０.Scaling setting method≪The call method≫
1．It will became「」display if“ Mode“is pushed 2 sec or more.（Set list）
2．It will became「」display if“ Mode“is pushed twice.
3．If““is pushed,it will become a scaling setup and can perform a setup of an input
indicated value and an output indicated value.
≪Programming and information lamp operation≫
Information№
Set item
Set content
Lamp operation① Minimum value.
The minimum indicated value of set.
OUT1 light
The analog input value to a minimum indicated② Minimum analog input value.
OUT1 blinking
is set. *1③ Maximum value.
The maximum indicated value of set.
OUT2 light
The analog input value to a maximum indicated④ Maximum analog input value.
OUT2 blinking
is set. *1
The indicated value at moment The rate mete indicated value when ratio 0.0%⑤
％ light
0.0 ％is set.
The indicated value at moment The rate mete indicated value when ratio⑥％ blinking
100.0 ％
100.0% is set.
Domain 0 minimum indicated
The minimum indicated value of domain 0 is⑦
OUT3 lightvalue.
set.*2
Domain 0 maximum indicated
The maximum indicated value of domain 0 is
OUT3 blinking⑧
value.
set.*2The indicated value when analog minimum⑨ Analog output minimum value.
OUT4 Light
outputting is set.
The indicated value when analog maximum⑩ Analog output maximum value.
OUT4 blinking
outputting is set.
(First push)＋
is preseesd when setting up an input value, the analog value※1 If ainputted now will be rewritten by the settin up value.
※2 Please set up on condition of the“domain 0 minimum indicated value＜domain 0 maximum
indicated value”※3 When you use a linearization function, ①-④ will not work.
【Rate meter：№①-④】
When linearization measurement is invalid, It scaling it setting the minimum value, the maximum
value, and the analog input value to it by the straight line that connects between two points.
linearization measurement measures by linearization setup at the time of effective.
The minimum / the maximum indicated value.
Setting range：A2 to A5 type -9999 to 9999.(The decimal point synchronizes with in mode №0.)
Analog input value of the minimum / the maximum indication.
Setting range: A2 type: 4.00 to 20.00(mA)A5 type: 0.00 to 10.00(V)A3 type: 1.00 to 5.00(V)A4 type: 0.00 to 5.00(V)！ ＜Caution＞
1. When setting as <minimum indication value ＝ maximum indication value >, the indication
doesn`t change.
2. The minimum / the maximum analog input value should not carry out a setup outside a setting
range.
3. Please do not carry out a setup of those other than”the minimum analog setting value”＜ ”the maximum analog setting value”.

- 21 -

[Example of setting]
The analog input A5 (0 to 10V) range.
At analog input value (0V), the indication value is (-1000).
At analog input value (10V), the indication value is (5000).
Minimum indication value

１ ２ ３ ４
● ○ ○ ○

Ａ Ｂ
― １

Ｃ
０

Ｄ Ｅ
０ ０

（－１０００）

Analog input value of minimum indication

１ ２ ３ ４
◎ ○ ○ ○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０．０ ０（０．００Ｖ）

Maximum indication value

１ ２ ３ ４○ ● ○ ○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ５ ０ ０ ０

（５０００）

Analog input value of maximum indication

１ ２ ３ ４○ ◎ ○ ○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ １ ０．０ ０（１０．００Ｖ）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０．Ｘ Ｘ ０
（Decimal point position“0”）Mode No.0●・・・Light up.
◎・・・Light blinks.

○・・・Light disappears
Ｘ・・・Arbitrary setting value

The indication is shown in the figure below.

Fig.15

Analog input value
10V
5V

-1000

0

2000

5000

Rate meter indicated value【Ratio indication value：№⑤-⑥】
The indicated value at moment of 0.0% and the indicated value atamoment of 100.0% are set up.
It indicates ratio by the inclination which connected two points. And O to 100% LEDs turn on and off according to the rate value every 5.0%. *Calculating from 0.0 to 4.9%
All LEDs of the bar display will turn on and off when over 100.0% (100.0 to).
The least significant digit will turn on and off when under 0.0% (to -0.1%).
Setting range：-9999 to 9999 <A decimal point is interlocked with the mode No.0>！ ＜Csution＞
When it sets to <The indicated value at moment of 0.0% ＝ The indicated value at moment of
100.0%>, “999.9”carries out flashing.
[Example of setting of ratio]
The indicated value (-1000), the indication ratio is (0.0%).
The indicated value (5000), the indication ratio is (100.0%).
The indicated value at moment of 0.0%

％
●

HD ＯＶ
○ ○

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
－ １ ０ ０ ０ （－１０００）

The indicated value at moment of 100.0%

％
◎

HD ＯＶ
○ ○

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ５ ０ ０ ０

- 22 -（５０００）

●・・・Light up◎・・・Light blinks○・・・Light disappears

The ratio indication is shown in the figure below.

Fig.16【Area“0”indication value：№⑦-⑧】
For two poins, domain“0”minimum indicated value and domain“0”maximum indicated value isindicated by “0”.
Setting range：-9999 to 9999 <A decimal point is interlocked with the mode No.0>！ ＜Caution＞
Please do not carry out a setup of those other than
“Domain 0 minimum indicated value” ＜ “Domain 0 maximum indicated value”
It dose not function correctly.
[Example of setting of domain“0”]Rate mete value to set between “1000” to “3000” of indicated value to “0”.
Domain 0 minimum indicated value

１ ２ ３ ４
○ ○ ● ○Ａ Ｂ
０ １

Domain 0 maximum indicated value

１ ２ ３ ４○ ○ ◎ ○

Ａ Ｂ Ｃ
０ ３ ０

Ａ Ｂ Ｃ
１．Ｘ

Mode No.1●・・・Light up◎・・・Light blinks

Ｃ
０

Ｄ Ｅ
０ ０

（１０００）

Ｄ０（３０００）Ｅ
０

Ｄ Ｅ
１（Domain 0 function effective）○・・・Light disappears
Ｘ・・・Arbitrary setting value

The rate meter indication at the domain 0 functional effective is shown in the figure below.
Fig.17
Area 0 function is invalidity

Analog input value

Area 0 function is effective

10V

-1000

0

1000

3000

- 23 -

5000 Rate meter indicated value【Analog output indication value：№⑨-⑩】
The indicated value when analogue and minimum outputting it and the indicated value at an
analog maximum output are set.
Setting range：-9999 to 9999 <A decimal point is interlocked with the mode No.0>！ ＜Caution＞
When setting as <analog output minimum indication value ＝ analog maximum output
indication value>, the analog output becomes minimum value.
[Example of setting analog output]
The analog input AV4 (0 to 5V) range. It outputs it synchronizing with the indication.
At indication value (-1000), the output is minimum (OV).
At indication value (5000), the output is maximum (5V).
Analog output minimum indicated value.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ●Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
－ １ ０ ０ ０（－１０００）

Analog output maximum indicated value.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ◎Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ５ ０ ０ ０

（５０００）Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ａ．０
１
（Rate meter indication）(It synchronizes with sampling time)

Mode No.A●・・・Light up◎・・・Light blinks○・・・Light disappears

The analog output is shown in the figure below.

Fig.18

Analog output value
5V
2.5V

-1000

0

2000

5000

Rate meter indicated value！ ＜Caution＞
１．When the analog output method is set to “Synchronize with the display sampling duration”,
it outputs it by internal sampling duration.
Please set up “synchronization to an indicated value”to output proportion to anindicated value.
２．Although it is proportional to the set-up slope, if it becomes the minimum exaggerated
value “-9999 blink”or the maximum exaggerated value “9999 blinks”, it will become
0％ or 102.4％ of output compulsorily.
〔Indicated value setup of the output minimum ＜ Indicated value setup of the output maximum〕“-9999 blink”・・・・・・・0％ output“9999 blink”・・・・・102.4％ output〔Indicated value setup of the output minimum ＞ Indicated value setup of the output maximum〕“-9999 blink”・・・・・102.4％ output- 24 -

“9999blink”・・・・・・・0％ output

Moreover, also when an analog input signal becomes the following conditions, it becomes
0％ or 102.4％ of output compulsorily.
When a indication will be “－ － － － － blink” by “Input signal ≦ -20％F.S.”[Disconnection detection]≪Method of operating key to scaling setup≫
Display
Operation key
ＡMode

The contents of operationＢ Ｃ Ｄ Ｅ Setting value is switched whenever it presses a Mode０ ０ ０ ０<Minimum value>→<Minimum analog input value>→１ ２ ３ ４
<Maximum value>→<Maximum analog input value>→● ○ ○ ○
<The indicated value at moment of 0.0%>→<The indicated value at moment of 100.0%>→
Hold%<Domain 0 minimum indicated value>→○○<Domain 0 maximum indicatedvalue>→<Analog output minimum value>→<Analog output maximum value>
The lamp corresponding to each setup light up and blinks
at the time of a change.
Setting of minimum value.
Setting of minimum analog input value.
Setting of maximum value.
Setting of maximum analog input value.
Setting of indicated value at moment of 0.0%
Setting of indicated value at moment of 100.0%
Srtting of domain 0 minimum indicated value.
Setting of domain 0 maximum indicated value.
Setting of analog output minimum value.
Setting of analog output maximum value.

Ａ

OUT1 light
OUT1 blinks
OUT2 light
OUT2 blinks％ light％ blinks
OUT3 light
OUT3 blinks
OUT4 light
OUT4 blinks

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Moves the flash figure when each setting, to the right.
→０→０→０→０↑↓
Please match it to a set value of hope using it together.
└───────┘１ ２ ３ ４
● ○ ○ ○
Hold%○○

- 25 -

When
pushing. Change the blinkig numeral value.
Every press raises the value by ones.
┌→０→１→・・・→９→┐└────────────────┘Whenpushing. Change the blinking numeral value.
Every press reduces the value by ones.
┌→９→８→・・・→０→┐└────────────────┘・Display A setting ・Display A setting
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
The display unit A can be set up (-: minus).
１ ０ ０ ０The display range of display unit B to D is 0 to 9.
↑*When the minimum/ maximum analog input value setting└(-),blank┌ ⇔（-）⇔０⇔１ ・・・⇔９⇔ ┐*When the minimum/└────────────────┘
maximum analog input
Display A will blink during setting.
value setting！ ＜Caution＞(-),0 to 9
1. Setting of analog input value of the minimum/the maximum.
Please be sure to set up into a setting range.
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
→１→０→０→０↑└0 to 9While
pushing

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ It is effective operation only the minimum/maximum analog
０ ０ ０. ０ ０ input value setup.
If
is pushed, pushing, it is also possible to take１ ２ ３ ４in the analog input signal inputted now.〔Teaching function〕
After teaching. The indication of an analog input value setup◎ ○ ○ ○
indicated the analog value which carried out teaching.
Hold
％
○

Ａ

ENT

○

！ ＜Caution＞
Please be sure to make the range to take in into a setting
range.

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔ１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○

Set value is registered, and it returns to the set list display.
Please register a set value with this key after the setting ends.

Hold
％
○
○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔRST

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○

Returns to the set list display.
Set value is not registered. It is not same with ENT key.

Hold
％
○
○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Measurement indicat
ENT

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold○

It will become a measurement indication if a

ENT

is pressed.

％○！ ＜Caution＞
While registering a preset value (After pushingplease do not power OFF.
- 26 -

ENT

until returns to a setting list),

１１.Mode setting method≪The call method≫
1. It will became「」display if“ Mode“is pushed 2 sec or more.（Set list）

2. It will became「
3. If」display if“ Mode“is pushed once.

is pushed, it will become a mode setup and can perform a setup of measurement operation.

≪Method of operating key to mode setting≫Operation key

Mode

While
pushing

DisplayＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０．０ ０ ０↑Mode No.
１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○

Mode

Hold
○

％
○

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０．０→０→０↑│└←─←┘

The contents of operation
Mode No. is changed. There is a mode up to d.
┌ →０→１→・・・→ｄ→ ┐└────────────┘Whenever it presses a Mode , the mode No changes in order.
〔Ascending order operation〕
Mode
Whenever it pushes,pushing,the mode No changes
conversely.
〔Descending order operation〕
The mode No.b is indicated with the option of P10 and P12.
The mode No.C and d is indicated with the option RS4(W).
Moves the flash figure when each setting, to the right.
Whenever it pushes once, it moves to the right.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０．０ ０ ０When
pushing. Change the blinkig numeral value.
↑
Every press raises the value by ones.
└0 to 3┌→０→１→２→３→ ┐１ ２ ３ ４└────────────┘Whenpushing. Change the blinking numeral value.
○ ○ ○ ○
Every
press
reduces the value by ones.
Hold％┌→３→２→１→０→ ┐○○└────────────┘！ ＜Caution＞
Numerical change is different for every setting item.
There are some which go up to a maximum of 9.
Please set up the required part to mode №ｄ.
in the procedure.
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔThe setting value is registered by ENT key and returns toa setting list.
ENT

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold
％
○
○

Ａ

RST

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔReturns to a setting list.
Unlike a ENT key, set value is not registered.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold％○○
- 27 -

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Measurement indication
ENT

When

ENT

pushing, change the measurement indication.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

！ ＜Caution＞
While registering a preset value,（After pressing ENT until it returns to a setting list.）
please do notuse power OFF.
≪Contents of each mode set≫Mode No. Setting the calculation function/indication method/decimal point position０

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０．０ ０ ０Decimal poit position
０：
０
１：
０．０
２：
０．００
３： ０．０００
４：０．００００
Indication method
０：Rate meter／Ratio is switched
１：Rate meter is fixed
２：Ratio is fixedCalculation function
０：Usually calculation
１：Linearization operation［ Decimal point position ］
To which position of the display the decimal point is lit is set.
For instance, if the decimal point position is set for"1000"the display, "3", it
becomes "1.000".
［ Indication method ］
０：Rate meter/Ratio is switched.
Rate meter/Ratio is switched in ENT .
１：Rate meter is fixed.
Rate meter is fixed and indicated.
２：Ratio is fixed.
Ratio is fixed and indicated.

！ ＜Caution＞
When "０：Rate meter/Ratiois switched" is chosen.
The indicated after a power injection will be Rate meter.
［ Calculation function ］
０：Usually calculation
It indicates by calculation based on a scaling setup with the present input.
１：Linearization operation
Linearization function（P.42 to 46 Reference）- 28 -

Mode No. Setting the least significant digit correction/domain“0”indication function
１

Ａ Ｂ Ｃ
１．０

Ｄ Ｅ
０
Domain“0”indication function
０：Function is invalid.
１：Function is effective.
Least significant digit correction
０：Real
１：Fixed at 0
２：0 or 5［ Domain“0”indication function ］
Pleas use it, when indication “0”on the domain between any maximum value and theminimum value.
０：Function is invalid.
Domain“0”indication function becomes invalid and dose not function.
１：Function is effective.
Domain“0”indication function becomes effective.
It functions by setup of domain 0 minimum / the maximum indicated value of ascaling setup.
（P.21 to 26 Reference）［ Least significant digit correction ］
The form of indication for the least significant digit(digit on the right end)isselected.
０：RealSynchronized at the sampling time.
１：Fixed at 0
Always,“0”.
２：0 or 5
0-4 are expressed as 0, and 5-9 as 5.

Mode No. Setting the sampling time
２

Ａ Ｂ
２．

Ｃ Ｄ Ｅ
１．０
Sampling time
0.1-10.0 seconds(0.0 is 10.0 sec.）［ Sampling time ］
Input signals are read by this time, and its average value is calculated andindicated.
Use this setting for preventing flickering and for stabilizing indications.

！ ＜Caution＞
It becomes effective after the samplint duration before it changes ends when
thesampling duration is changed.

- 29 -

Mode No. Setting the zero point adjustment and auxiliary input
Ａ Ｂ Ｃ
３．０

３

Ｄ Ｅ
０
Auxiliary input
０：Peak hold
１：Bottom hold
２：Hold３：Input WIDTH tag
４：0 compulsion functions
0 point adjustment
０：0 point adjustment invalidity・Clearness
１：0 point adjustment is effective
２：0 point adjustment invalidity［ Auxiliary input ］
The function when terminal stand no 6 and 7 are on is set.
These functions of a Rate meter／Ratio are effective.
The Hdlamp is on when an external input terminal is ON.
０：Peak hold
〔While functioning、an indicated value lights up.〕
The maximum value between those is displayed while an external input
terminal has been turned on.
It returns to the measurement indication when turning it off.
１：Bottom hold
〔While functioning、an indicated value lights up.〕
The minimum value between those is displayed while an external input
terminal has been turned on.
It returns to the measurement indication when turning it off.
２：Hold〔While functioning、an indicated value lights up.〕
The indicated value when turning it on is maintained while an external
input terminal has been turned on.
It returns to the measurement indication when turning it off.
３：Input width indication〔While functioning、an indicated value lights up.〕
When an external input terminal has been in ON state,”maximum indicated value － minimum indicated value” is indicated.
It returns to the measurement indication when turning it off.
For instance, While the external input terminal has been in ON state, when the maximum
is 600 and the minimum is 100, it is set to “600-100”and“500”is indicated.
４：0 compulsion functions〔While functioning、an indicated value lights up.〕
If an external input terminal is turned on, the indication at that time
becomes"0"
The indicated valu of the functional adds and indicated a part for a deviation.
It returns to the measurement indication when turning it off.
For instance,when it is "5V" and the indication is "5000",a present input when an
external input terminal is turned on,that indication scales,and indication themeasurement value as "input is "5V" ＝ indication is "0"".

！

＜Caution＞
１．About the preset output/8 step preset output function, a judgment output iscarried out to the resultof an internal measurement value.
About the analog output function, output selection is possible by setup ofmode №A“output system”
２．The indicated value function is updated synchronizing with the mode №2“sampling time.”（A hold is excluded.）- 30 -

３．When a setting change is made while the external input terminal has been
ON since an external input terminal is recognized with on-edge,
please turn ON an external input terminal again.
［ 0 point adjustment ］
It selects whether to make the 0 poit adjustment effective (the effection that works
by holding+by two seconds) when the measurement is displayed or toinvalidate it.
０：0 point adjustment invalidity・Clearness
The deflection data is made”0”,and 0 adjustment function is stopped.
１：0 poit adjustment is effective
0 adjustment function operates.（The deflection data is memorized.）
２：0 point adjustment invalidity
The deflection data is maintained. When the＋is pushed for 2 sec,
the function to adjust the display to 0 is stopped.

Mode No. Preset output ：Common setting（１）４Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
４．０ ０．０
Preset output state distinction time.(OUT1 to 4)
００．１～９９．９ sec（００．０ is functional stop）［ Preset output state distinction time ］
After going into a power range exceeding a preset value（Boundary value）,when it
continues within a set peried and is in a power range, it outputs.
In additi, if it outside a power range within a set period, preset output state
distinction time will be canceled.
【Preset output state distinction time setting example】

Fig. 19

Preset output state distinction time：5.0 sec- 31 -

Mode No. Preset output ：Common setting（２）５Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
５．０ ０ ０ ０
Hysteresis value （OUT1 to 4）
００００ to ３９９９
［ Hysteresis value ］
Hysteresis operation is performed with any set-up value from 0000 to 3999
(4 figures which disregarded the decimal point) to the preset value of OUT1 to 4.
The value to set up is set up with an indicated value regardless of a rate/ratio
indication.

！ ＜Caution＞
１． By setup of“Hysteresis operation”of OUT1 to 4（Mode №6 to 9）,if itchooses “1：Effective”,it will operate.
When a hysteresis value is“0000”, all of OUT1 to 4 serve as the same
operation as“0：Invalidity”.
２．Please be sure to choose“0:comparison”by“output mode”setup of OUT1 to 4
（Mode №6 to 9）in hysteresis operation.
It does not function in “１：Holding”
３．The hysteresis value is a common setting value to OUT1 to 4.
When “Rate meter”as “Ratio”is separately chosen by “output display
selection”setup of OUT1 to 4.
Hysteresis operation is carried out with the value concerned and set as
the indicated value range.
When carrying out hysteresis operation, it becomes use by either aratemeter or ratio.
【The timing chart at the time of hysteresis operation effective 】
Indicator

Hysteresis value
Preset value
Hysteresis value

Time
Upper boundcomparison output
Lower boundcomparison output
Lower boundcomparison（Delay）
A shadow area is a portion of a hysteresis value.

- 32 -

Fig. 20

Mode No. Preset output：Setting of OUT1６Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
６．０ ０ ０ ０
Hysteresis operation
０：Invalidity
１：Effective
Output mode
０：Comparison
１：Holding
Up limit／Lower limit selection
０：Up limit
１：Lower limit“Immediately”
２：Lower limit“Delay”
Output indicated selection
０：Functional stop
１：Rate meter
２：Ratio
It functions by the comparative result of the indicated value and preset value.
Please refer to “ How to setthe preset value”(pages 47-48) for the setting of thepreset value.
［ Hysteresis operation ］
０：Invalidity
Hysteresis operation is not carried out.
１：Effective
Hysteresis operation is carried out eith the preset value of "Mode №5"［ Output mode ］
０：Comparison
It outputs, when an indicated value becomes more than a preset value or thefollowing.
It will become the output OFF if an indicated value comes outside a setting
range.
１：HoldingIt outputs, when an indicated value becomes more than a preset value or thefollowing.
If it outputs once,an output will be held until reset input is turned on.
［ Up limit／Lower limit selection ］
０：Up limit
Select that this is output when the upper limit is exceeded.
１：Lower limit“Immediately”
Serect that this is output when the lower limit is exceeded.
２：Lower limit“Delay”
Select that this is output when the lower limit is exceeded from the state
Upper limit exceeded once.
［ Output indicated selection ］
０：Functional stop
The function of a OUT1“preset output”is suspended.
１：Rate meter
Rate meter value is compared with a preset value.
２：Ratio
Ratio value is compared with a preset value.
- 33 -

Mode No. Preset output：Setting of OUT2７

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
７．０ ０ ０ ０
Hysteresis operation
０：Invalidity
１：Effective
Output mode
０：Comparison
１：Holding
Up limit／Lower limit selection
０：Up limit
１：Lower limit“Immediately”
２：Lower limit“Delay”
Output indicated selection
０：Functional stop
１：Rate meter
２：Ratio
The setting method is similar to "Mode №6"“Pleset output：Setting of OUT1”(page 33)
and refer, please.

Mode No. Preset output：Setting of OUT3
８

（Option：P4，P12）※It functions at the time of with option P4，P12
Even when you have no option, preset output OUT3 lamp.
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
８．０ ０ ０ ０
Hysteresis operation
０：Invalidity
１：Effective
Output mode
０：Comparison
１：Holding
Up limit／Lower limit selection
０：Up limit
１：Lower limit“Immediately”
２：Lower limit“Delay”
Output indicated selection
０：Functional stop
１：Rate meter
２：Ratio
The setting method is similar to "Mode №6"“Pleset output：Setting of OUT1”(page 33)
and refer, please.

- 34 -

Mode No. Preset output：Setting of OUT4９

（Option：P4，P12）※It functions at the time of with option P4，P12
Even when you have no option, preset output OUT4 lamp.
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
９．０ ０ ０ ０
Hysteresis operation
０：Invalidity
１：Effective
Output mode
０：Comparison
１：Holding
Up limit／Lower limit
０：Up limit
１：Lower limit“Immediately”
２：Lower limit“Delay”
Output indicated selection
０：Functional stop
１：Rate mater
２：Ratio
３：Disconnection detection
The setting method is similar to "Mode №6"“Pleset output：Setting of OUT1”(page 33)
and refer, please.
［ Output indicated selection ］
３：Disconnection detection
When it becomes an“Input signal ≦ -20% F.S.”,it is judged as disconnection.
When rate mater/ratio is“－ － － － － blinked”,disconnection detection is
outputted by comparison or holding.

〔 About the disconnection detection function 〕
When using it in the input signal ranges A2“DC4 to 20mA”, A3“DC1 to 5V”.
Disconnection of an input sensor is detectable.
The conditions and the detection method of disconnection detection are as follows.
[The conditions and the detection method]
When it becomes an“Input signal ≦ -20% F.S.”,it is judged as disconnection.
When rate mater/ratio is“－ － － － －blinked”. Disconnection detection is outputted from
OUT4“option” as a flag of disconnection detection.

！ ＜Caution＞
１．Disconnection detection is an effective function by A2(DC4 to 20mA),A3(DC1 to 5V) type.
In a case another input type,when it becomes“Input signal ≦ -20% F.S.”,it judges as
disconnection detection.
２．As for the level of disconnection detection, a detection point is changed by adjustmentof the analog minimum / the maximum input value of analog adjustment mode.
３．When it is “－ － － － －blinked”by disconnection detection. Rate mater/ratio is
proporional to the inclination which carried out a ““（scaling setup）.
It is transposed to the value of the minimum over value “－９９９９blinked” or the
maximum over value “９９９９blinked”on internal data.
A preset output is outputted as compared with thw internal data.
The same may be said of an analog output and it is proportional to the inclination which
carried out a““（scaling setup）.
Compulsorily,0% or 102.4% of output is carried out.
- 35 -

Mode No. Analog output：Setting of output indicated selection・output system(Oprion：AV3 to AV5/AI）
Ａ※It functions at the time of with option AV3 to AV5 / AI
Ａ Ｂ Ｃ
Ａ．０

Ｄ Ｅ
１
Output system
０：Synchronizes for the display
１：Synchronizes for the measurement
Output indicated selection
０：Rate meter
１：Ratio［ Output system ］
The output system of an analog output is set up.
０：Synchronizes for the display
Analog output to the shown value renewed every shown sampling time.
When external input is functioning,
Analog output to the shown value indicated at present.
For example when a peak hold is functioning, analog output by the present shown value(Peak hold value).
１：Synchronizes for the Meeasurement
Analog output to the value renewed every time for sampling.
“0：Synchronizes for the display”difference, external input functioning,
When external input is functioning. Isn`t the display value.
Is output similarlywith the result calculated every sampling time.
［ Output indicated selection ］
It is chosen to which indicated an analog output is carried out.
０：Rate meter
An analog output is carried out to rate meter indicated value.
１：Ratio
An analog output is carried out to ratio indicated value.
Please refer to“16.How to adjust an analog output”(pages 49-53)and“10.Scaling
setting method”(pages 21-26 )when you adjust the analog output.

- 36 -

Mode No. Setting of 8 step preset outputｂ（Option：P10，P12）※It functions at the time of with option P10, P12
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｂ．０ ０ ０
Output mode
０：Comparison
１：Holding
Up limit／Lower limit
０：Up limit
１：Lower limit“Immediately”
Output indicated slection
０：Functional stop
１：Rate mater
２：Ratio
An 8 step preset output functions by the comparison result of a measurement value andan 8 step preset value.
Refer to “18. The method of an 8 step preset value setup” (pages 55-56) for a set
up of an 8 step preset value.
［ Output mode ］
The output form of an 8 step preset output is set up.
０：Comparison
It outputs, when an indicated value becomes more than an 8 step preset value or
the following.
It will become the output OFF if an indicated value comes outside a setting
range.
１：HoldingIt outputs, when an indicated value becomes more than an 8 step preset value or
the following.
If it outputs once,an output will be held until reset input is turned on.
［ Up limit／Lower limit ］
It is set up on what kind of conditions it output.
０：Up limit
Select that this is output when the upper limit is exceeded.
１：Lower limit“Immediately”
Serect that this is output when the lower limit is exceeded.
［ Output indicated slection ］
It outputs to which display or chooses a functional stop.
０：Functional stop
The function of a ch1 to 8“preset output”is suspended.
１：Rate meter
Rate meter value is compared with an 8 step preset value.
２：Ratio
Ratio value is compared with an 8 step preset value.

- 37 -

Mode No.
Ｃ

Setting of communication RS-485(1)（Option：RS4，RS4W）※It functions at the time of with option RS4，RS4W
Ａ Ｂ
Ｃ．

Ｃ Ｄ Ｅ
１ ０ ２
Baud rate
０： 2400bps
１： 4800bps
２： 9600bps
３：19200bps
Parity bit
０：None１：Even２：Odd
Data bit
０：7 bit
１：8 bit！ ＜Caution＞
A start bit stop bit is 1-bit fixation.
［ RS-485 communication ］
It is reading of an indicated value by RS-485 communication, It is used when
performing reading and the writing of a preset value of OUT1 to 4.
Refer to“19. Communication function”(pages 57-59) for a set up of a RS-485
communication.
［ Data bit ］
The data bit of RS485 communication is set up.
０：7 bit
It communicates at 7 bits.
１：8 bit
It communicates at 8 bits.
［ Parity bit ］
The parity bit of RS-485 communication is set up.
０：NoneParity is not used.
１：EvenEven number parity is used.
２：odd
Odd number parity is used.
［ Baud rate ］
The transmission speed (baud rate) of RS-485 communication is set up.
It communicates with the selected transmission speed (baud rate).

- 38 -

Mode No.
ｄ

Setting of communication RS-485(2)（Option：RS4，RS4W）※It functions at the time of with option RS4，RS4W
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｄ．０ ０ １
Interval time
０：100ms.
１： 10ms.
２： 20ms.
３： 30ms.
４： 40ms.

５：50ms.
６：60ms.
７：70ms.
８：80ms.
９：90ms.

Slection of the unit (ID number)
00-99［ Communication ID number ］
An ID number is given meter.
This ID is specified when communicating.
［ Interval time ］
Wait time switching to receive signal from send signal, or to send signal fromrecevive signal.

- 39 -

１２．Mode protect function
If this function is turned ON, change of mode setting will be made impossible.
(
key andkey is canceled.)≪The key operation method of mode protect≫Display unit

Operating key

Operation procedure

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ － ｏ Ｆ Ｆ
１ ２ ３ ４○ ● ○ ○
Hold
○

％
○

Activated for 2 sec or more.
Current mode protect state is displayed.
〔Shipping it is“OFF”〕(State of mode protect:Present)
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ － ｏ ｎ１ ２ ３ ４○ ● ○ ○

Hold
○

％
○

Keeps pushing for 8 sec as it is continuously,
the state of mode protect is changed.

(State of mode protect:Afteritchanges)
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Measurement indicat
１ ２ ３ ４○ ● ○ ○Hold％○○

It usually returns when stopped being pushed.

！ ＜Caution＞
1．The preset value, 8 step preset value, Linearization, Scaling setting is set value
revocable regardless of the mode protecting function.
2．Each indicator lamp gives an indication of operation to measurement data also duringmode protection.

- 40 -

１３.About the zero point adjustment≪The method of zero point adjustment≫
When the zero poit adjustment of mode No.3“Effective”
Present display is adjusted “0”when pushing＋
The adjusted deflection data is memorized.

for 2 sec or more.
Fig.21（Indicated value）

0 adjustments by theindicated value
Partialdifference
Indication 0 adjustments！ ＜Caution＞
１． When the zero poit adjustment of mode No.3“Invalidity”
The display is not adjusted“0”when pushing＋for 2 sec or more.
２．If the contents of a scaling setting are changed, since deflection data needs to be
adjusted, please readjust.
≪How to see the deflection data of zero point adjustment≫
The deflection data is displayed when pushing（It displays it only while it is pushing.）

for 2 sec or more.

[The example of a settint of zero point adjustment]
A rate mete indicated value performs zero point adjustment at the time of “50.00”.
The display of deflection data will be“-50.00”.

- 41 -

１４．Linearization function
The output (indicated value) set up to the input set up arbitrarily is carried out.
An input and output can carryout a 21-channel (ch) setup of the setup.
≪Linearization function≫[Use of a linearization function]
The use of a linearization function should choose“1：Linearization operation”by“Calculation function”of the mode No.0
[Input % value setup]
It sets up at a rate（％）of a full-scale input.
There are kinds of setting methods. Key operation and the teaching function to take in an
analog input signal directly. A setting range is 0.00 to 105.00%.
Form
Ａ２
Ａ３
Ａ４
Ａ５

0.00％
4.000mA
1.000V
0.000V
0.000V

to
to
to
to
to

100.00％20.000mA
5.000V
5.000V
10.000V

to
to
to
to
to

Table 7105.00％20.800mA
5.200V
5.250V
10.500V！ ＜Caution＞
1. While using key operation, it can change into the value of 105.00% or more, but shift to thenext ch and registration cannot beperformed. Please be sure to set up with less than
105.00% values.
2. When a teaching function is operated at less than 0.00％ and 105.00％ or more at the timeof use, it becomes registration at the minimum and the maximum.
3. By ch, when an input ％ value setup is the same, output indicated value setup of a front row
ch setup becomes effective.
（Example：When ch03,11 and 19 are the same, an output indicated value setup of ch03 iseffective.）
4. An input ％ value setup “000.00”is input data of 0％、and is not ch skip setup.
A setup of at least one “000.00”setup will operate linearization between 0％ and thelatest input ％ value setup.
When linearization wants to function, without going via 0% of input %setup, it has inputt
ed except 0%, and also please input an input value setup which overlapped with ch.
(Keep in mind that an output indicated value setup in the front row ch becomes effective.）[Output indicated value setup]
It sets up with an indicated value.（Key operation input）
Setting range, -9999 to 9999（A decimal point is interlocked with mode No.0）≪How to call≫
1．It will become”“ displays if a Mode is pressed 2 sec or more.（Setting list）

2．Please push a Mode 3 times and make it “
3．If a“display.

is pressed, it will become a Rinaraizu setup and can perform a setup of ch1 to ch21.

- 42 -

≪The key operation method of a linearization function≫
Operating key

Mode

Display unit

Operation procedure

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ ｎ．０ １ Ａ↓
↑ Mode０ ０ ０．０ ０

If a
is pressed, it will become “ch1: input % value
setup”.
If a Modeis pressed, it will return to the input title of1ch.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

※It functions by each ch of “Ln.01A”to”Ln.21A”＜When key operation is used＞
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０→０→０.→０→０↑↓└───────┘１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold％○○

Moves the flash figure when each setting, to the right.
Whenever it pushes once, it moves to the right.

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０→０→０.→０→０↑└０ to ９When
pushing. Change the blinkig numeral value.
Every press raises the value by ones.
┌ →０→１→・・・→９→┐└─────────────┘Whenpushing. Change the blinking numeral value.
Every press reduces the value by ones.
┌ →９→８→・・・→０→┐└─────────────┘１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

The display range of the display for indication A is 0 to 1.
The display range of the display for indication B to D is 0
to 9.
！ ＜Caution＞
Each should set up an input % value setup to 105.00% orless at any cost.
When the value exceeding 105.00% is set up, output title
shift and registration cannot be performed.
＜When a teaching function is used＞- 43 -

Whilepushing

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ０ ０. ０ ０
１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold
％
○
○

Mode

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ ｎ．０ １ Ａ
Mode↓
↑Mode +
Ｌ ｎ．０ １ ｂ
１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold
％
○
○

While
pushing
Mode

Mode

Mode

Mode WhilepushingIf
is pushed, pushing, it is also possible to take inthe analog input signal inputted now.〔Teaching function〕
The indicated value of an input % value setup display
afterteaching the value (%) which carried out teaching.

！ ＜Caution＞
Please operate it in 0.00 to 105.00% of range to an
input range.
When it is operated with less than 0.00% or 105.00% ormore of value, It becomes registration at the minimum
and the maximum.

If Mode is pushed, it will become an output title of ch1.
If Mode is pushed, input / output title of each ch willchange.
〔Ascending opration〕
Ifis pushed, pushing Mode ,input / output title of each chwill change conversely.〔Descending opration〕〔Ascending operation〕
Ｌｎ．０１Ａ↓
Ｌｎ．０１ｂ
↓
Ｌｎ．０２Ａ↓
Ｌｎ．０２ｂ・・
Ｌｎ．２１ｂ
↓
Ｌｎ．０１Ａ〔Descending operation〕
Ｌｎ．２１ｂ
↓Ｌｎ．２１Ａ↓
Ｌｎ．２０ｂ
↓
Ｌｎ．２０Ａ・・
Ｌｎ．０１Ａ↓
Ｌｎ．２１ｂＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ ｎ．０ １ ｂ↓↑Mode
０ ０ ０ ０ ０

If a
is pressed, it will become“ch1: output indicatedvalue setup.”
If a Mode is pressed, it will return to the output title ofch1.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

※It functions by each ch of“Ln.01b”to“Ln.21b.”

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ ｎ．０ １ ｂ
Mode ↓↑Mode +
Ｌ ｎ．０ ２ Ａ

If a Mode is pressed, ascending operation will be carried out
and it will become an input title of ch2.
If
is pushed, pushing Mode , descending operation will be
carried out.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

※ Please set up the input and output of each ch of“Ln.02A”to“Ln.21b.”- 44 -ENT

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ ｎ．２ １ ｂ↓
P ｒ． Ｓ ｔ

Set value is registered by alist display.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold
％
○
○

RST

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｌ ｎ．２ １ ｂ↓
Ｐ ｒ．Ｓ ｔReturns to the set list display.
Set value is not registered.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold％○○

- 45 -

ENT

and it returns to a set

ＡENT

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔ↓Measurement indicat

It will become a measurement display if a

ENT

pressed.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold％○○

！ ＜Caution＞
While registering a preset value (after pressing a ENT until it returns to a setting list),
please do not use the power OFF.

≪The example of setting of linearization≫＜１＞The input type of meter and a setup are carried out as follows.
・DC4 to 20mA input (A2) type.
・An indicated value when the minimum input(4.000mA) is inputted is“00000”
・An indicated value when the maximum input(20.000mA) is inputted is“10000”＜２＞The data of linearization is set up.
ｃｈ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 to 21

Input（％）
000.00（ 4.000mA）
012.50（ 6.000mA）
025.00（ 8.000mA）
037.00（10.000mA）
050.00（12.000mA）
062.50（14.000mA）
075.00（16.000mA）
087.50（18.000mA）
100.00（20.000mA）
105.00（20.800mA）
000.00（ 4.000mA）

Table 8Output（Indicated value）
00000
05000
06000
01000
08000
03000
06000
02000
10000
10500
00000

＜３＞Measurement is begun. An indicated value become as in Table 8.
（Indicated value）
11000
CH10
10000
CH09
↑
9000
CH05
Output
8000
7000
CH03
CH07
6000
CH02
5000
4000
3000
2000
CH06
CH04
CH08
1000
CH01※
0
0.00 12.50 25.00 37.50 50.00 62.50 75.00 87.50 100.00 105.00（％）
4.000 6.000

8.000

10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
input

※

Fig.2220.800 （mA）→

Since an input % value setup of ch01 and ch11 to 21 is the same,ch01 of the front row is effective.

- 46 -

１５．How to set the preset value
Set the preset values“OUT1 to OUT4”.
The setting ranges are -9999 to 9999
Setting conditions differ by rate mete or ratio it output.
≪The call method≫
1. It will became「」display if“ Mode“is pushed 2 sec or more.（Set list）

2. If““is pushed, it will become a preset value setup and can perform a setup of OUT1 to
OUT4.
≪The key operation method of the preset value setting≫
Display

Operation key
ＡMode

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ９ ９ ９ ９１ ２ ３ ４●→○→○→○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-)→９→９→９→９↑│└─←───←─┘１ ２ ３ ４
● ○ ○ ○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-) ９ ９ ９ ９↑└０-９

The contents of operation
OUT1 to OUT4 setup is switched whenever it presses a Mode┌→OUT1→OUT2→OUT3→OUT4→┐└─────────────┘The lamp corresponding to each preset value of OUT1 to OUT4
lights up at the time of a swithed.

Moves the flash figure when each setting, to the right.
Whenever it pushes once, it moves to the right.

Whenpushing. Change the blinkig numeral value.
Every press raises the value by ones.
┌→０→１→・・・→９→┐└────────────────┘１ ２ ３ ４When
pushing. Change the blinking numeral value.
● ○ ○ ○
Every press reduces the value by ones.
┌→９→８→・・・→０→┐Hold%└────────────────┘○○The display for indication A can be set up (-: minus).
The
display range of the display for indication B to D is
<Programming displayA>
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
0 to 9.
(-) ９ ９ ９ ９↑<Programming display A>└(-),Blank
It is able to program “-(minus)”indication for display A.
When programming, B – F displays turn on and off.
┌
⇔ (-) ⇔ Blank⇔┐└────────────────┘- 47 -

Ａ
Mode

ENT

RST

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ９ ９ ９ ９１ ２ ３ ４○ ● ○ ○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔWhen Mode pushed. It will become OUT2 setup.
Please use the preset value of hope by
andOUT3 and OUT4 setup are also the same.

Set value is registered by alist display.

ENT

and it returns to a set

１ ２ ３ ４○ ● ○ ○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔ１ ２ ３ ４○ ● ○ ○
Hold%○○

Returns to the set list display.
Set value is not registered.

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Measurement indicat It will become a measurement display if a
ENT

.

ENT

pressed.

１ ２ ３ ４○ ● ○ ○
Hold%○○

Refer to P.31 to 35 "Mode №4 to 9" 「Common setting」、and ｢Setup of OUT1 to OUT4｣ for a setupofa preset output.

！ ＜Caution＞
1. While registering a preset value (after pressing a ENT until it returns to a setting list),
please do not use the power OFF.
2．A decimal point position is interlocked with the position set up by "Mode №0" when an
output display is "Rate mete."
In "Ratio", it becomes an absolute location of 0.0.
In "a functional stop", it becomes having no decimal point.

- 48 -

１６．The method of analog adjustment！ ＜Caution＞
Although adjusting according to a visitor`sspecification, when you carry out analog adjustment,
please chang according to the following procedure.
≪The call method≫
1．Power is switched on pushing RST , It becomes the ｢A2 to A5 ｣display.(Analog adjustment mode）≪The key operation method of analog adjustment≫
Operating key

Display unit
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ
Ａ ２

Mode

Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ
Ａ ５

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold％○○

When Mode pushed, will register the input range currently
displayed.
When a range is made, a scaling preset value initializes.

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ａ．０ １ ２ ３Mode

A2 to A5 input range is switched whenever it presses a┌ →Ａ２→Ａ３→・・・・→Ａ5→ ┐└────────────────┘Please choose the input range which suited specification.
A2
DC4 to 20mA
input
DC1 to 5V
input
A3
DC0 to 5V
input
A4
DC0 to 10V
input
A5

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold
％
○
○

Ａ

Operation procedure

１ ２ ３ ４(bit-data）○ ○ ○ ○
Hold％○○

When Mode pushed, it becomes the analog minimum input value
adjustment.
The input value (bit-data) inputted now is displayed.

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ａ．０ １ ２ ３

ENT

If a ENT is pressed inputting the minimum of theregistered input range, the input value (bit-data) in the
During registration, it time will be registered as a minimum input.
blinks 3 times.
As a signal registration, bit-data blink 3 times in about
1 sec.
１ ２ ３ ４
！ ＜Caution＞○ ○ ○ ○Key operation cannot be carried out during bit-data
Hold％registration.
○○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ａ．０ １ ２ ３．

When registered bit-data is checked,
It displays, while pressing the.

Lighting
１ ２ ３ ４
◎ ○ ○ ○
Hold％○○

※When displaying bit-data registered,
The decimal point of a least significant digit lights up.
- 49 -

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｂ．４ ５ ６ ７Mode

１ ２ ３ ４(bit-data）○ ○ ○ ○
Hold％○

When Mode pushed, it becomes the analog minimum input value
adjustment.
The input value (bit-data) inputted now is displayed.

○

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｂ．４ ５ ６ ７

ENT

If a ENT is pressed inputting the maximum of theregistered input range, the input value (bit-data) in the
During registration, it time will be registered as a maximum input.
blinks 3 times.
As a signal registration, bit-data blink 3 times in about
1 sec.
１ ２ ３ ４
！ ＜Caution＞○ ○ ○ ○Key operation cannot be carried out during bit-data
Hold％registration.
○○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｂ．４ ５ ６ ７ ．

When registered bit-data is checked,
It displays, while pressing the.

Lighting
１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold％○○

※When displaying bit-data registered,
The decimal point of a least significant digit lights up.

In the case of A2 (4 to 20mA) input
Adjustment item
Current value
Minimum adjustment
4.000mA
Maximum adjustment
20.000mA

In the case of A3 (1 to 5V) input
Adjustment item
Voltage value
Minimum adjustment
1.000V
Maximum adjustment
5.000VIn the case of A4 (0 to 5V) input
Adjustment item
Voltage value
Minimum adjustment
0.000V
Maximum adjustment
5.000VIn the case of A5 (0 to 10V) input
Adjustment item
Voltage value
Minimum adjustment
0.000V
Maximum adjustment
10.000V- 50 -

※Please set up analog minimum／analog maximum adjustment at the time of with an analog output
option.
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｃ．１ ２ Ａ ０

Mode

When Mode pushed, it becomes the analog minimum input value
adjustment.
１ ２ ３ ４ (bit-deta） The input value (bit-data) inputted now is displayed.
○ ○ ○ ○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｃ．１ ２ Ａ ０

Please unite bit-data to become the minimum output value asan output form(AV3 to 5，AI).
１ ２ ３ ４ (bit-data） Whenpushed, it becomes an output increasing.
○ ○ ○ ○When
pushed, it becomes an output decreasing.
Hold
%
○
○
The bit-data variable range of the analog minimum output
adjustment.

〔０７ｂ０ to １ｄ９０〕

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｃ．１ ２ Ａ ０

ENT

When ENT pushed, the bit-data (output) in thetime will be registered as a maximum output.
During registration, it
As a signal registration, bit-data blink 3 times in about
blinks 3 times.
1 sec.
！ ＜Caution＞
１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Key operation cannot be carried out during bit-data
Hold%registration.
○○Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｄ．Ｅ ｄ ６ ０

Mode

１ ２ ３ ４(bit-data）○ ○ ○ ○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｄ．Ｅ ｄ ６ ０
１ ２ ３ ４(bit-data）○ ○ ○ ○
Hold%○○

When Mode pushed, it becomes the analog maximum output
value adjustment.
The maximum output value (bit-data) outputted now isdisplayed.

Please unite bit-data to become the minimum output value asan output form（AV3 to 5, AI）.
When
pushed, it becomes an output increasing.
Whenpushed, it becomes an output decreasing.

The bit-data variable range of the analog maximum output
adjustment.
〔Ｅ２７０ to Ｆ８５０〕

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
ｄ．Ｅ ｄ ６ ０

ENT

When ENT pushed, the bit-data (output) in thetime will be registered as a maximum output.
During registration, it As a signal registration, bit-data blink 3 times in about
blinks 3 times.
1 sec.
！ ＜Caution＞
１ ２ ３ ４
Key operation cannot be carried out during bit-data○ ○ ○ ○
Hold%
registration.
○○- 51 -

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Measurement indicat
RST

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold%○○

After the end of registration, if a RST is pressed 2 sec
or more, it will shift to a measurement.
Or please re-switch on a power.

In the case of AI (4 to 20mA) output
Adjustment item
Current value
Minimum adjustment
4.000mA
Maximum adjustment
20.000mA

In the case of AV3 (1 to 5V) output
Adjustment item
Voltage value
Minimum adjustment
1.000V
Maximum adjustment
5.000VIn the case of AV4 (0 to 5V) output
Adjustment item
Voltage value
Minimum adjustment
0.000V
Maximum adjustment
5.000VIn the case of AV5 (0 to 10V) output
Adjustment item
Voltage value
Minimum adjustment
0.000V
Maximum adjustment
10.000V

About operating flow detail, refer to “Analog adjustment flow chart”.

- 52 -

≪Analog adjustment mode flow chart≫- 53 -

１７．8 step preset output

P10,P12 option

8 step preset output is a NPN open collector output (DC30V 50mA MAX), and it outputs it from
D-sub9 pin on the back.
※As P10,P12 option, D-sub9 pin (soldering type)and a hood are attached.
・D-SUB connector pin configuration (meter body)Fig.23

Meter side connector：OMRON make XM3B-0922
・８ step preset output circuit（NPN open collector output）

Pin 2-9（DC30V

50mA MAX）

Pin 1（GND）- 54 -

Fig.24

１８．The method of an 8 step preset value setup

P10,12 option

The preset value (preset value) of an 8 step preset (ch1 to ch8) is set up.
The setting range is -9999 to 9999.
In addition, setting conditions differ by rate mete or ratio it output.
≪Calling method≫
1. It will became「」display if“ Mode“is pushed 2 sec or more.（Set list）

2. It will became「」display if“ Mode“is pushed 4 times.

3. If

is pushed, it will become 8 step preset value setup and can perform a setup of ch1 to ch8.

≪The key operation method 8 step preset value setup≫
Display unit

Operation key
ＡMode

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ９ ９ ９ ９１ ２ ３ ４
● ○ ○ ○
Hold%○●

Operation procedure
Ch1 to ch8 setup is switched whenever it presses a Mode
┌ →ｃｈ1→ｃｈ2→・・・・→ｃｈ8→┐└─────────────────┘The lamp corresponding to each preset value of ch1-ch8
lights up at the time of a change.
At the time of ch1 setup
At the time of ch2 setup
At the time of ch3 setup
At the time of ch4 setup
At the time of ch5 setup
At the time of ch6 setup
At the time of ch7 setup
At the time of ch8 setup

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-)→９→９→９→９↑│└─←───←─┘１ ２ ３ ４●→○→○→ ○
Hold
%
○
●

％ lighting＋OUT1 lighting％ lighting＋OUT2 lighting％ lighting＋OUT3 lighting％ lighting＋OUT4 lighting％ lighting＋OUT1 lighting％ lighting＋OUT2 blink％ lighting＋OUT3 blink％ lighting＋OUT4 blink

Moves the flash figure when each setting, to the right.
Whenever it pushes once, it moves to the right.

- 55 -

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(-) ９ ９ ９ ９↑└０to９
１ ２ ３ ４
● ○ ○ ○
Hold
%
○
●

When
pushing. Change the blinkig numeral value.
Every press raises the value by ones.
┌→０→１→・・・→９→┐└────────────────┘Whenpushing. Change the blinking numeral value.
Every press reduces the value by ones.
┌→９→８→・・・→０→┐└────────────────┘The display for indication A can be set up (-: minus).
The display range of the display for indication B to D
is 0 to 9.

<Programming displayA> <Programming display A>
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
It is able to program “-(minus)”indication for display(-) ９ ９ ９ ９ A.When programming, B – F displays turn on and off.
↑└(-),Blank┌⇔ (-) ⇔ Blank⇔┐└────────────────┘Ａ
Mode

１ ２ ３ ４○ ● ○ ○
Hold
%
○
●
Ａ

ENT

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔＢ Ｃ Ｄ Ｅ
Ｐ ｒ．Ｓ ｔ.

ch3 and ch8 setup are also the same.

Set value is registered by a ENT and it returns to a set
list display.

Returns to the set list display.
Set value is not registered.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○Hold%○○
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
Measurement indicat

ENT

When Mode pushed. It will become ch2 setup.
Please use the preset value of hope byand

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold
%
○
●
Ａ

RST

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ９ ９ ９ ９It will become a measurement display if a

ENT

pressed.

１ ２ ３ ４
○ ○ ○ ○
Hold%○○

Refer to P.37 "Mode №b" 「8 step preset output setting」 for a setup of a preset output.
！ ＜Caution＞
1. While registering a preset value (after pressing a ENT until it returns to a setting list),
please do not use the power OFF.
2．A decimal point position is interlocked with the position set up by "Mode №0" when an
output display is "Rate mete."
In "Ratio", it becomes an absolute location of 0.0.
In "Mode №b""a functional stop", it becomes having no decimal point.
- 56 -

１９．Communication function

RS4(W) option

When use RS-485 communication, please set up baud rate, bit, parity, ID, and transceiverswitchingtime by mode No.C and d.
※RS4(W) option, D-sub9 pin(soldering type) and a hood are attached.
≪About a communication function≫
１．Signal level・・・IEE RS-485 conformity
２．Correspondence procedure・・・ R S 4：2-wire system Half-duplex system
RS4W：4-wire system Half-duplex system
３．Baud rate・・・（Mode setup is referred to "Mode №C" ）2400 bps
4800 bps
9600 bps（Factory setting）
19200 bps
４．Start bit
1-bit fixation
５．Stop bit
1-bit fixation
６．Data bit（Mode setup is referred to "Mode №C" ）7-bit・8-bit
７．Parity bit（Mode setup is referred to "Mode №C"）
Nothing・Odd number・Even number
８．Communication code
ASCII code
９．Communication connector pin configuration（Meter side：D-sub9 pin）
※Since communication stops, in setting up at the time of each setup, please stop communication
or retry by timeout.
Fig.25

Meter side connector：XM3B-0922（OMRON make）- 57 -

≪About communication operation≫
１．Checksum①Checksum computing range（Command1）
＠ × × Ｒ Ｄ

１

△

△

CR

This range is object of a checksum.
（Command
2）
＠ × ×

Ｗ

Ｐ

１

±

０

１

２

３

４

△

５

△

CR

This range is object of a checksum.
※The object of a checksum is a range from header character "＠" to before a checksum.
②Checksum computing type
A checksum computing type is 2 bytes of character string notation of the HEX value by MOD.
〔Example〕 In the case of ＠０１

Ｒ Ｄ １ △ △ CR(The indicated value demand of the ID number 01)

A commsnd is transposed to an ASCII code (hexadecimal number), and is added.
＠
０
１
Ｒ
Ｄ
１
↓
↓
↓
↓
↓
↓
40H ＋
30H ＋ 31H ＋ 52H ＋ 44H ＋ 31H＝
168H
A value is transposed to a checksum.
168H is 168(hexadecimal number) Lower 2 figure 68 becomes a checksum.
If 68 is considered to be a character in order to consider it as 2 bytes of ASCII notation,
６
８
↓
↓
36H
38H
A transmitting command becomes "＠ ０ １ Ｒ Ｄ １ ６ ８If the above is denoted by an ASCII code (hexadecimal code),
＠
↓
40H

０
↓
30H

１
↓
31H

Ｒ
↓
52H

Ｄ
↓
44H

- 58 -

１
↓
31H

６
↓
36H

８
↓
38H

CR"
CR
↓
0DH

２．Status① The view of status
Status has written the hexadecimal number by 2 bytes of character string.
② Status allotment
００
Normal communication.
０１
Communication fault.
３．Communication format

Table 9Measurement data lead

Command format

＠××ＲＤ１△△CR（Rate mete）

Response format

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

Measurement data readCommand format

＠××ＲＤ２△△CR（Ratio）

Response format

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

Command format

＠××ＲＰ１△△CR

Response format

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

Command format

＠××ＲＰ２△△CRResponse format

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

Command format

＠××ＲＰ３△△CR

Response format

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

Command format

＠××ＲＰ４△△CR

Response format

＠××◇◇±０□□□□□△△CR

Command format

＠××ＷＰ１±０□□□□□△△CR

Response format

＠××◇◇△△CR

Command format

＠××ＷＰ２±０□□□□□△△CR

Response format

＠××◇◇△△CR

Command format

＠××ＷＰ３±０□□□□□△△CR

Response format

＠××◇◇△△CR

Command format

＠××ＷＰ４±０□□□□□△△CR

Response format

＠××◇◇△△CR

OUT1 preset-value read

OUT2 preset-value read

OUT3 preset-value read

OUT4 preset-value read

OUT1 preset-value write

OUT2 preset-value write

OUT3 preset-value write

OUT4 preset-value write

××・・・・・ID number△△・・・・・Checksum◇◇・・・・・Status□□□□□・・Indicated value data

！ ＜Caution＞
1．A decimal point does not go into transmission and received data.
2．Indicated value data is set to“-9999”or“99999 (Ratio 9999)”when a main part display
is“― ― ― ― ― blink”in a measurement data read- 59 -

２０．Dimensions

Fig.26- 60 -

２１．About a noise coutermeasure
When influence of noise occurred, please be careful about the following.
When doing a blackout and a malfunction by influence of noise, please try operation reset (referto page 11)or initialization（refer to page 19）
Please take notes of the value setting of each mode. If it becomes normal, please take thefollowing measure.
And please setting it once again.
(1) Please use cores of shielding wire for a sensor, separate as much as possible from a source ofnoise.
(2) Please shorten the sensor code as much as possible.
Please avoid sources of noises such as the power lines and inverters, select the route that
doesn't pick up the noise as much as possible, and wire.
(3) When you receive the influence of the noise from the power line
Please separate from the noise source, shorten wiring as much as possible, and give thetreatment such as EMI filters.
(4) Wiring technique of sensor code
Around the sensor code, there are an electric power line and a power line.
When the influence of the noise such as serge is received, let's use piping.
Or, please separate by 50 centimeters or more.
Fig.27

Fig.28(5) Stop the noise generation caused by an external factor.
Please put and plan the spark killer as shown in Fig.29 when the serge noise by the opening
and shutting of the having points of contact of the electromagnetic switch, the thermo
regulator, the solenoid-controlled valve, and the relay, etc. from which a strong noise seems
to be generated in the control board in which the meter is installed and the circumference
influences.
Fig.29(6) Especially, please consult the handling shop or our company when there are use in a big noisearea and a point of uncertainty.

- 61 -

２２．Troubleshooting
When abnormality occurred, please check it as follows.
Problem
Checking point
No.
Display does notappear at all.

→Has it connectedwith the rear
terminal correctly?
Is the screw
tightenedcertainly?
Is the power
connection correct?

→Connect correctly according to“Connecting terminal boards”(Refer topage 7)↓
When display still does not appear,
have it serviced.

Unusual
LED lighting, key
switch operation,
preset-output,
analog output.

→Check with the test
mode (Refer to page
15).

→Initialize (Refer to page 19)↓
When it still does not resume normal
status, have it serviced.

Rate meter remains
at “0” and does
not count.

→Is the setting foreach mode correct?
↓→Is the sensor input
normal?
↓→Is the input systemof this metersuitable for the
output signal of
the sensor?

→Check the setting again.

→Check whether theindication value is
not too large.
↓→Overflow
indication.
↓→Influence of noise.

→Change the scaling setting value.
(Refer to page 21-26)

1

2

3

Indicator is
flashing ”9999”,“-9999”.

4

Solution- 62 -→Check the connection of the sensor.
Check with the test mode (Refer topage 15)→Operation manual check.
↓
When it still does not resume normal
status, have it serviced.

→Change the scaling setting value.
(Refer to page 21-26)→About a noise countermeasure.
(Refer to page 61 for “About a noise
countermeasure”.)↓
When it still does not resume normal
status, have it serviced.

These specifications and the like may be revised for improvement without prior notice, which
please understand and accept.

Head Office: 123-1, Kami, Nishi-ku, Sakai-city, Osaka, Japan.
TEL.81-72-274-6001 FAX.81-72-274-6005

Tokyo Branch: TEL.81-3-5256-8311

URL: http://www.uinics.co.jp/en/

FAX.81-3-5256-8312