Ver.2.1

MNSK
Total Elbow Joint●

ＲＡ肘関節のＸ線学的計測と破壊様式の検討にもとづきデザインされた人工肘関節です。

●

摺動面は、摩耗特性に優れたアルミナ・セラミックスと超高分子量ポリエチレンの組み合わせです。

●

症例に応じてセメントレスタイプとセメンテッドタイプが選択できます。
セメンテッドタイプでは更にプライマリータイプとロングタイプが選択できます。

●

セメントレスタイプ用チタン合金製ステムの表面には、京セラがセメントレス
タイプ開発したイナートガス・シールドアーク溶射法による、内部欠陥の少ない純チタンの粗面皮膜を形成しています。
セメンテッドタイプ（ロングタイプ）■MNSKモジュラー・システム
セメンテッドタイプ（プライマリータイプ）

セメントレスタイプ

上腕骨コンポーネント

ステム

8mm

9mm

10mm

セメンテッドタイプ（ロングタイプ）

8mm

セメンテッドタイプ（プライマリータイプ）

10mm

右側用

8mm

10mm

左側用

滑車部
スタンダード尺骨コンポーネント

セメントレスタイプ

セメンテッドタイプ（プライマリータイプ）

ワイド

セメンテッドタイプ（ロングタイプ）

スタンダードセメントレスタイプ

ワイド

セメンテッドタイプ（プライマリータイプ）

セメンテッドタイプ（ロングタイプ）各コンポーネントはモジュラー・システムです。いずれのコンポーネントも症例に最適なサイズを選択し、組み合わせて使用できます。

参考文献
1. 羽生忠正, 東條 猛, 田島達也, 他：ステム付きアルミナ・セラミック人工肘関節の開発とその近隔成績.日関外誌, 9（4）：545-554, 1990.
2. Hanyu T,Arai K,Ishikawa H：Humeral shaft fracture after a total elbow arthroplasty.J.Elbow Shoulder,7：541-544,1998.
3. 村澤 章, 中園 清, 羽生忠正：リウマチ肘の人工関節. 整・災外, 40（5）：565-575, 1997.
4. Hanyu T,et al：Total elbow arthroplasty with a non-constrained alumina ceramics prosthesis in patients who have rheumatoid arthritis.Orthop Trans,21：286-287,1997.
5. 羽生忠正：NSK型セラミック人工肘関節.整・災外,43：785-793,2000.
6. 羽生忠正, 荒井勝光, 村井丈寛, 他：チタンステム付きアルミナ・セラミック人工肘関節.日整会誌, 75：S311,2001.
7. 羽生忠正：モジュラーNSK型人工肘関節.新OS NOW,23：72-77,2004.
8. 羽生忠正, 荒井勝光, 村澤 章, 中園 清：チタンステム付アルミナ・セラミックス人工肘関節（mNSK）の5年以上経過例の術後成績.日整会誌, 79（3）：S185, 2005.
9. 荒井 勝光, 羽生 忠正：modular NSK 人工肘関節.骨・関節・靭帯,19（2）：115-121,2006.
10. 荒井 勝光、他：3Dテンプレートを用いたMNSK人工肘関節置換術の術前計画の試み.新潟整外研会誌, 23:45-49, 2007.
11. 荒井 勝光, 村井 丈寛, 藤澤 純一, 遠藤 直人, 羽生 忠正：【表面置換型人工肘関節の現状と将来】NSK型とMNSK型人工肘関節.整・災外, 51（8）：1013-1022, 2008.
12. 荒井 勝光, 他：MNSK人工肘関節の治療成績.日整会誌, 84（4）：S311,2010.

上腕骨コンポーネント●髄腔に沿ってまっすぐ打ち込むステムと、上腕骨遠位端を広くカバーする滑車部とで支持性をもたせたデザインです。

＊）
ステムと滑車部の嵌合の際の注意事項●滑車部を橈側に延ばして上腕骨小頭にかかるようにし、かつ、この部分の内径を大きくして骨切除量をできる限り少なくしました。

（直線部分）●ステムの取り付け位置を滑車部の後方1/3とし、滑車の回転中心を前方に設定しました。
●外側の骨を温存するため、外反は４°としました。右側用と左側用が用意されています。

＊）●チタン合金製ステムとアルミナ・セラミックス製滑車部の固定は、テーパー嵌合方式です。術中、滑車部にステムを打ち込み使用します。
●セメンテッドタイプではプライマリータイプとプライマリータイプよりステム長が２５mm長いロングタイプが選択できます。

上腕骨コンポーネント（ステム）タイプ
セメントレス

プライマリータイプ
セメンテッドロングタイプ

滑車部にステムを打ち込む際は、直線部分の方向に注意して組み立て、専用の打ち込み台と打ち込み器を用いて槌打して下さい。

上腕骨コンポーネント
（滑車部）

商品Ｎｏ．

品

CMJ01100

TEP-NSK H-ステム-88

CMJ01105

TEP-NSK H-ステム-99

CMJ01110

TEP-NSK H-ステム-10

10CMJ01180

TEP-NSK H-Cステム-8

8CMJ01182

TEP-NSK H-Cステム-10

10CMJ01183

TEP-NSK H-Cロング-88CMJ01185

TEP-NSK H-Cロング-1010

名タイプ

Ａ

右側用
左側用サイズ

商品Ｎｏ．

品

スタンダードCMJ01120

TEP-NSK H-RT-STD

33

名Ｂ

ワイド

CMJ01130

TEP-NSK H-RT-WIDE

41

スタンダードCMJ01140

TEP-NSK H-LT-STD

33

ワイド

CMJ01150

TEP-NSK H-LT-WIDE

41

人工肘関節〔医療機器承認番号：20900BZZ00649000〕

尺骨コンポーネント
尺骨コンポーネント●関節面は外反７°に設計し、右側用と左側用を用意しています。
●セメンテッドタイプ用コンポーネントは、超高分子量ポリエチレンの一体型です。

タイプ

症例に応じてプライマリータイプと、ステム部分をプライマリータイプより10mm長くし且つ関節面を4mm厚くしたロングタイプが選択できます。

商品Ｎｏ．

セメントレス
プライマリータイプ
セメンテッドロングタイプ

人工肘関節〔医療機器承認番号：20900BZZ00649000〕
人工肘関節尺骨コンポーネントPE〔医療機器承認番号：21500BZZ00500000〕

品

名

右側用

CMJ01160

TEP-NSK U-RT

左側用

CMJ01170

TEP-NSK U-LT

右側用CMJ01186

TEP-NSK U-PE-RT

左側用

CMJ01187

TEP-NSK U-PE-LT

右側用

CMJ01188

TEP-NSK U-PE-RTロング

左側用

CMJ01189

TEP-NSK U-PE-LTロング

4°

（左側用）
4°4°

926767

φＡ26

Ｂ

26Ｂ

2030

セメントレスタイプ

1061030

107°

26

Ｂ
2420
67°

φＡ

φＡ

セメンテッドタイプ（プライマリータイプ）

40

107°

セメンテッドタイプ（ロングタイプ）（単位: mm）

大阪事業所

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
当パンフレットに記載の情報は2021年12月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。
ⓒ 2021 KYOCERA Corporation211210T T-808-4 017516