Ｆ116-4
光路遮断器用コントローラ
取扱説明書

駿河精機株式会社
ＯＳＴ事業部

ＩＮＤＥＸ
１．はじめに
１．１ 主な特長 ············································· Ｐ．３
１．２ ご使用いただく前に ···································· Ｐ．３
１．３ 安全にご使用いただくために···························· Ｐ．４

１．４ 各部の名称及び機能 ···································· Ｐ．６
２．操作方法２．１ 光路遮断器との接続 ···································· Ｐ．８
２．２ 操作方法 ·············································· Ｐ．９
２．３ Ｉ／Ｏコネクタを使用した外部制御······················ Ｐ．10

３．その他
３．１ 故障かなと思う前に ···································· Ｐ．12
３．２ 基本仕様 ·············································· Ｐ．13
３．３ 保証とアフターサービス ································ Ｐ．14

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくご使用いただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように必ず保存してください。

2１．はじめに１．１ 主な特長
・遠隔操作が可能
光路遮断器用コントローラＦ１１６－４は、光路遮断器Ｆ１１６－１、Ｆ１１６－２、コンパクトタイプ光路遮断器Ｆ５７３－Ｔ、Ｆ５７３－Ｒを接続して遠隔操作による光路の遮断、開放が行えます。
・光路の遮断／開放について
光路遮断器Ｆ１１６－１とＦ５７３－Ｔは、電源ＯＮの時に光路が開放されるもので、Ｆ１１６－２とＦ５７３－Ｒは電源ＯＮの時に光路が遮断されるものです。用途に応じて選択してください。
・外部制御が可能
光路遮断器用コントローラＦ１１６－４にはＤ－sub９ピンの外部制御用コネクタが付いており、パソコンやシーケンサのパラレルＩ／Ｏとの接続により制御することもできます。

１．２ ご使用いただく前に付属品
この製品には以下の付属品があります。ご確認ください。

電源ケーブル １本（長さ 2ｍ）※ 添付される電源ケーブルは、本器専用の電源添付される電源ケーブルは、本器専用の電源ケーブル
は、本器専用の電源ケーブルです。
ケーブルです。
本器以外の製品に使用しないで下さい。

3

１．３ 安全にご使用いただくためにご使用になる前に以下の注意事項を必ずお読みください。 マークは禁止の意味を表します。
！

注 意

ここに示された注意事項を必ずお守りください。この注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、物的な損害を受けたりする可能性があります。
・配線についてＦ１１６－４光路遮断器コントローラには、外部機器との接続用コネクターがいくつか用意されております。これらのコネクターは電源投入前に接続し、電源投入後のコネクターの抜き差しは機器破損のおそれがありますので絶対に行わないようにしてください。
また、各コネクターの入出力回路はそれぞれの説明箇所に記載しておりますので、正しい配線でご使用ください。
※ 当社の光路遮断器の制御以外にはご使用にならないでください。
・電源プラグについて
Ｆ１１６－４光路遮断器コントローラでは、３Ｐ（接地端子付き）の電源プラグを使用しています。コンセントとの接続は必ず接地極（第３種接地）のあるコンセントに接続してください。
・使用環境
本製品の上にものを載せないでください。
また、次のような場所でのご使用は避けてください。
－ほこりや粉塵（特に金属粉）の多いところ－直射日光の当たるところ－火気に近いところ｡｡｡｡－振動のあるところ－水や油のかかるところ－傾きのある不安定なところ
・管理／保管長時間使用しない時、本製品を移動させる時には、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や感電などの思わぬ事故を予防します。

4

！

注 意

・電源について
本製品は日本国内用ですので、交流１００ボルト（ＡＣ１００Ｖ）の電源コンセント以外にはつながないでください。
・分解／改造・分解／改造製品の分解・改造・不当な修理は絶対に行わないでください。
感電の原因となり、危険です。
異常がある場合は、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでご連絡ください。
・修理のご依頼を次の場合は、ただちに電源を切り、電源プラグを抜いてください。
その後、当社ＯＳＴ事業部営業グループまで修理をご依頼ください。
そのまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。
－異常な音がする、変な臭いがする、煙が出ているなどの異常な場合－電源コードが傷んだ場合－本製品に水をこぼしたり、内部に異物が入った場合－本製品を落としたり、キャビネットを破損した場合※お問い合わせ先はＰ．15 をご覧ください。

5

１．４ 各部の名称及び機能（１）フロントパネル

CH1CH2

CH3CH4POWER

MODEL F116

① 電源投入スイッチ

SURUGA SEIKI② 制御用スイッチ① 電源投入スイッチ（POWER）
通電時には、操作部のＬＥＤが発光します。
② 制御用スイッチ（CH1～CH4）
スイッチはオルタネイト（自己保持）型で、一度押すことによりＯＮ（通電）し操作部のＬＥＤが発光し、次に押すとＯＦＦしＬＥＤが消灯します。
注意）外部制御のときには、ＯＦＦにしてもＬＥＤが消灯しない場合があります。

6

（２）リアパネル

CH2。
。
。
。

CH1。
。
。
。

CH3。
。
。
。

CH4。
。
。
。

｡｡｡｡｡
｡｡｡｡

② 出力コネクタ① Ｉ／Ｏコネクタ④ ＡＣインレット③ ヒューズホルダー① Ｉ／Ｏコネクタ … RDED-9S-LNA
外部制御用Ｉ／Ｏコネクタです。
② 出力用コネクタ（CH1～CH4）… HR10A-7R-4S
光路遮断器出力用コネクタで、出力はＤＣ２４Ｖです。光路遮断器Ｆ１１６－１、Ｆ１１６－２、Ｆ５７３－Ｔ、Ｆ５７３－Ｒのケーブルを接続してください。
③ ヒューズホルダー
２５０Ｖ１Ａのガラス管ヒューズを使用しています。
④ ＡＣインレット
ＡＣ１００Ｖを入力します。付属の電源ケーブルを接続してください。

7２．操作方法
２．１ 光路遮断器との接続
Ｆ１１６－４光路遮断器コントローラのリアパネル面にあるＣＨ１～ＣＨ４のコネクタ（ＨＲ１０Ａ－７Ｒ－４Ｓ：ＨＲＳ）と光路遮断器Ｆ１１６－１、Ｆ１１６－２または、Ｆ５７３－Ｔ、Ｆ５７３－Ｒを専用ケーブルにて接続します。
コネクター： ＨＲ１０Ａ－７Ｒ－４Ｓ （ＨＲＳ）

適合コネクター ： ＨＲ１０Ａ－７Ｐ－４Ｐ （ＨＲＳ）
構成図

電源ケーブル
ＡＣ１００Ｖへ（本機に付属しています）

F116-4 ﾘｱﾊﾟﾈﾙ
C

Ｉ／Ｏコネクタを使用した
外部制御を行う場合

CCC（光路遮断器）専用ケーブル（光路遮断器に付属）

Ｉ／Ｏケーブル（お客様でご用意ください）
パソコンまたは、シーケンサ（お客様でご用意ください）8

２．２ 操作方法
フロントパネル

MODEL F116 SURUGA SEIKI

Ａ

Ｂ

１．電源を入れる
１．
Ａ を押します。通電時には、操作部のＬＥＤが発光します。
２．各チャンネルを制御する
２．
Ｂ のＣＨ１～４のスイッチはオルタネイト（自己保持）型で、一度押すことにより光路遮断器をＯＮ（通電）します。この時スイッチが引っ込み、スイッチのＬＥＤが発光します。もう１度スイッチを押すと光路遮断器がＯＦＦし、スイッチが元に戻りスイッチのＬＥＤが消灯します。

型式

制御用ｽｲｯﾁ ON

制御用ｽｲｯﾁ OFF

Ｆ１１６－１○ 開放× 遮断Ｆ１１６－２

× 遮断○ 開放Ｆ５７３－Ｔ○ 開放× 遮断Ｆ５７３－Ｒ× 遮断○ 開放

開放 ○開放○遮断×遮断 ×

光軸

光軸

例：Ｆ１１６－１ スイッチＯＦＦ時

例：Ｆ５７３－Ｔ スイッチＯＦＦ時

9２．３ Ｉ／Ｏコネクターを使用した外部制御
本製品は、お客様がお持ちのパソコンやシーケンサでＦ１１６－４光路遮断器コントローラのリアパネル面にあるＩ／Ｏコネクターにより外部制御することができます。制御用の信号及び電源は以下に示す配線図のようになっておりますのでご確認のうえご利用ください。
また、推奨接続例が次ページにありますので、ご参照ください。
コネクター： ＲＤＥＤ－９Ｓ－ＬＮＡ （ＨＲＳ Ｄ－sub９ピンメス）

適合コネクター： ＨＤＥＢ－９Ｐ （ＨＲＳ） ※お客様でご用意ください。

適合プラグケース ： ＨＤＥ－ＣＴＦ （ＨＲＳ） ※お客様でご用意ください。

内部配線図
ＲＤＥＤ－９Ｓ－ＬＮＡ＋２４Ｖ

内部制御回路への入力信号

１ピン２ピン
３ピン

１．２ＫΩ １Ｗ

ＰＳ２５０２－４

１Ｓ１５８８４ピン

ＣＨ１ＣＨ２５ピン

ＣＨ３６ピン

ＣＨ４７ピン
８ピン
９ピン

ＧＮＤ

１ピン‥‥＋２４Ｖ出力

６ピン‥‥ＣＨ３入力

２ピン‥‥＋２４Ｖ出力

７ピン‥‥ＣＨ４入力

３ピン‥‥＋ＣＯＭ８ピン‥‥ＧＮＤ

４ピン‥‥ＣＨ１入力

９ピン‥‥ＧＮＤ

５ピン‥‥ＣＨ２入力

10推奨接続例１Ｆ１１６－４の内部電源（ＤＣ＋２４Ｖ）を使ったオープンコレクターとの接続

１ピン

２ピン

３ピン

４ピン

５ピン

ＨＤＥＢ―９Ｐ
６ピン

７ピン

８ピン

ＨＤＥ－ＣＴＦ

９ピン

外部機器への出力信号

ＣＨ１信号

ＣＨ２信号

ＣＨ３信号

ＣＨ４信号

推奨接続例２
Ｆ１１６－４の外部電源（ＤＣ＋５Ｖ）を使ったオープンコレクターとの接続

２ピン
３ピン

１ピン

７ピン

６ピン

４ピン

５ピン

ＨＤＥＢ―９Ｐ
８ピン

ＨＤＥ－ＣＴＦ

９ピン

外部機器への出力信号

ＣＨ１信号

ＣＨ２信号
外部＋５Ｖ電源

ＣＨ３信号

ＣＨ４信号

11３．その他
３．１ 故障かな？と思う前に修理依頼の前に、以下の項目をチェックしてください。
症 状
電源が入らない

光路遮断器が動作しない

原 因

対 策

電源コードが抜けている

コンセントにしっかり差し込む

ヒューズ切れヒューズ交換Ｐ．７

配線が正しくない

配線接続の確認

Ｐ．８

専用ケーブルの接続不良

専用ケーブルのコネクタ部の接続確認

Ｐ．８

配線確認
外部制御の場合、Ｉ／Ｏケーブルの配線は正しく行われているか
光路遮断板がひっかかってい ひっかかりを除く
る
電源ランプ・ランプ切れ
操作スイッチランプがつかない
電源コードが抜けている

ヒューズがたびたび切れる

参照ﾍﾟｰｼﾞ

修理依頼
コンセントにしっかり差し込む

電源コードの損傷・不良

修理依頼

12―

Ｐ．11―

Ｐ．15―

Ｐ．15

３．２ 基本仕様
外形寸法： １６０Ｗ×５５Ｈ×２１０Ｄ ｍｍ（スイッチ、コネクタ等の突起物は含まず）

質量： ０．９ｋｇ

使用環境： ０～４０度 ２０～８０％ＲＨ

電源： ＡＣ１００Ｖ ±１０％ ５０／６０Ｈｚ

出力電圧： ＤＣ２４Ｖ ２００ｍＡ／１ＣＨ ｍａｘ（非結露）（光路遮断器接続時 １６６ｍＡ／１ＣＨ）
外部制御入力： フォトカプラ入力 ＤＣ５Ｖ～ＤＣ２４Ｖ

制御台数

： ４台

付属品

： 電源ケーブル １本

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

13

３．３ 保証とアフターサービス●保証についてお問い合わせ時に製品の側面にマーキングされております８桁のシリアルナンバーをご連絡ください。当社でシリアルナンバーにより納入日を記録しております。保証期間は、納入後１年間です。
但し、次の場合は保証対象外となり、有償修理とさせていただきます。
－使用上の誤り及び当社以外の者による改造、修理に起因する故障、損傷の場合－輸送、移動時の落下等、お取扱いが不適当なために生じた故障、損傷の場合－火災、塩害、ガス害、異常電圧及び地震、雷、風水害、その他の天災地変等による故障、損傷の場合－取扱説明書記載方法及び注意書きに反するお取扱いによって生じた故障、損傷の場合●アフターサービスについて修理依頼の前にＰ．12 の項目をチェックしてください。
それでもご不明な点等ございましたら、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせください。
《保証期間中》取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。
上記の保証対象外の故障につきましては、有償修理とさせていただきます。
《保証期間が過ぎた場合》修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

●修理可能期間について本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後１年です。この期間を修理可能期間とします。なお、部品の保有期間を過ぎた後でも修理可能な場合がありますので、当社ＯＳＴ事業部営業グループまでお問い合わせください。

※本製品に生じた故障に関し、当社は本保証に基づく無償修理以外の責任を負いません。

14

＜お問い合わせ先＞

駿河精機株式会社 ＯＳＴ事業部 営業グループ
営業本部〒１１０－００１４
東京都台東区北上野２－１８－４ ＵＣＪ上野ビル４Ｆ
ＴＥＬ ０３－５８０６－１６３４ ＦＡＸ ０３－５８０６－１６９６

関西営業所〒５６９－００７１
大阪府高槻市城北町１－５－２５ ＦＪＹビル４Ｆ
ＴＥＬ ０７２－６６１－３５００ ＦＡＸ ０７２－６６１－３６２２

本社・工場〒４２４－８５６６
静岡県静岡市清水区半左衛門新田１６０－１
ＴＥＬ ０５４３－４４－０９２３ ＦＡＸ ０５４３-４６－１１９６

Ver.2.1 2006.3.24/2008.5.19
ＯＳＴ－Ｄ３０１４－６15