医療機関で求められる横断的な床ずれ対策に各診療科のニーズに応えるオーダーメイドシリーズ

診察用、手術用から、新生児・小児用など、多岐にわたる診療科目の床ずれ対策に最適な高性能専門科目用マットレスとクッションを取り揃えました。
各種ご要望のサイズにあわせ、それぞれ1枚からオーダーメイドが可能です。

手術分野

専門分野

手術用体圧分散用具

小児分野

CAPE Surgical Series ケープサージカルシリーズ

側臥位のような体圧の集中する体位でも、安心して使える手術専用の体圧分散用具。
変形するけど、つぶれない安心の素材と構造。
複雑になりがちな体位固定を、よりシンプルにサポートするケープサージカルシリーズ。

◎清拭消毒に対応する専用カバー●消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
●制菌加工

銀複合系抗菌剤も使用しています。

②③

対応菌種 /MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌
防 水 制 菌 伸 縮 機能

◎液体が侵入しにくい防水仕様①④⑤① CSM-1 ② CSC-11 ③ CSC-12 ④ CSC-21 ⑤ CSC-22
止水ファスナーをカバーする
フラップ構造ケープサージカルシリーズ

止水ファスナー

手術用体圧分散用具

品番

CSM-1

CSC-11

CSC-12

CSC-21

CSC-22

サイズ（cm）

オーダーメイド

幅20×長18×厚8

幅10×長22×厚8

幅40×長30×厚6

幅40×長24×厚6

重量（g）

上限：
幅70×長195×厚10195

130385315

価格

110,000円（＋税）9,000円（＋税）8,000円（＋税）15,000円（＋税）13,000円（＋税）●専用カバーのみの価格（+税）
CSM-1 40,700円（+税）
CSC-11 3,300円（+税）
CSC-12 3,000円（+税）
CSC-21 5,500円（+税）
CSC-22 5,000円

専用カバー： ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・制菌・伸縮)
材質

中身 1層目： 低反発ウレタンフォーム
2層目： 高反発ウレタンフォーム

25

中身： 高反発ウレタンフォーム

CSM-1はご要望サイズでの受注生産となります。

エアマット レ ス

CSM-1

パークベンチ体位用マットレス

長時間のパークベンチ体位の手術のために開発されたマットレス。
1枚でも底づきの心配もなく、体圧が集中する特殊体位に適した体圧分散効果。
ウレタンフォー ムマット レス

これからの体位固定方法をよりシンプルに。

使用イメージ

腋窩を圧迫しない［低反発ウレタンフォーム］

2cm
厚み10 cm

身体の形に馴染み、安定した体位を保ちます
8cm［高反発ウレタンフォーム］
適切な沈み込みと体圧分散効果

この商品はご要望サイズでの受注生産となります。
各種手術台のサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。
オーダーメイドに関する詳しい情報はWEBサイトをご参照ください。

体位固定用クッション（側部支持器用）

側部支持器による体位固定に。

CSC-11 腹部固定用

強く締めつけても、つぶれない安心の2層構造。

〈俯瞰図〉

1.5cm

［低反発ウレタンフォーム］

6.5cm

身体の形に馴染み、安定した体位を保ちます

ポ ジショニン グ 用 具

厚み8 cm

CSC-12

車いす 用
クッション

CSC-11

CSC-12 背部、腰部固定用

専門分野
ウレタンフォームマットレス

CSC-11 / CSC-12

マット レス 用
シーツ

面取り構造

［高反発ウレタンフォーム］
適切な沈み込みと体圧分散効果

CSC-21 / CSC-22

使用イメージ

腋窩用クッション

携帯型
接触圧力測定器

胸郭から腰までを広くサポートする腋窩用クッション。
平らな面と適度な傾斜で、必要な高さを保ちます。
◎体型にあわせて選べる2サイズ

厚み6cm
CSC-21

CSC-22

使用イメージ

身体を安定して支える台形形状

26

医療機関で求められる横断的な床ずれ対策に各診療科のニーズに応えるオーダーメイドシリーズ

診察台用マットレス（内視鏡検査や長時間の画像診断など）

E-care Mattress Eケアマットレス

放射線・MRI・心臓カテーテル・内視鏡 他
画像診断や内視鏡検査など、長時間の同一体位の保持が必要な患者様に。
体圧を分散し、快適性を高める診察台用の体圧分散式マットレス。

体圧分散に優れ、柔らかく身体を支える

診断の妨げにならない

2層構造

X線透過素材

低反発と高反発の2層構造で、低反発ウレタンフォームが接触面積を増やし、高反発ウレタンフォームがしっかりと身体を支えます。

2.5cm

低反発ウレタンフォーム

2.5cm

高反発ウレタンフォーム

厚み

透過性の高い無膜ウレタンフォームを使用しました。画像診断に影響を与えにくい素材です。

X線

5cm

付属マットレス

50

Eケアマットレス

4030

透過2010

仰臥位

Max：59.6

仰臥位

Max：27.6（単位：mmHg）

0mmHg

被験者：健常女性、153cm、43kg、BMI 18.4

診察台に合わせた

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ

オーダーメイド●消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによるタイプ・形状の異なる診察台にジャストフィットするように、サイズ、形状ともにオーダーメイドで承ります。また、固定のための面ファスナーを取り付ける（料金は別途）ことも可能です。

清拭消毒にも対応可能。
●体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
●制菌加工
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

長方形タイプ特殊タイプ（例）その他形状にも対応いたします。詳細はWEBサイトをご参照ください。

品番CR-249（受注生産となります） オーダーメイド

材質 専用カバー
マットレス

上面／ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮）
下面／ナイロン（すべり止め加工）
無膜ウレタンフォーム

銀複合系抗菌剤も使用しています。

防 水 制 菌 伸 縮 機能

サイズ 長方形タイプ

マットレス・専用カバーセット価格

幅93cm以下 x 長194cm以下 x 厚み5cm
専用カバーのみ価格（品番／CH-239）
幅93cm以下 x 長194cm超240cm以下 x 厚み5cm

この商品はご要望サイズでの受注生産となります。
各種診察台用ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。
特殊形状は別途ご相談ください。

37,400円（+税）104,500円（+税）専用カバーのみ価格（品番／CH-239）

49,500円（+税）

幅93cm以下 x 長240cm超 x 厚み5cm

オープン価格専用カバーのみ価格（品番／CH-239）

2788,000円（+税）

オープン価格エアマット レ ス

保育器専用マットレス

N Care Mattress Nケアマットレス

ウレタンフォー ムマット レス

ずれや摩擦を吸収

新生児の皮膚を守るプロファイルカット
とても小さな新生児の身体と皮膚に合わせた細かい特殊プロファイル
カット。新生児の最も接触圧の高い頭部の体圧分散ケアと全身の体圧を分散します。材質は、新生児の動きを損なわない粘弾性ウレタンフォームを使用。

厚み品番

マット レス 用
シーツ

3.5cm
CR-219（受注生産となります）

サイズ／幅32 x 長62 x 厚3.5cm
重量／250g
材質

専用カバー ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮）
マットレス 粘弾性ウレタンフォーム（特殊プロファイル加工）

22,000円（+税）

この商品はご要望サイズでの受注生産となります。
各種保育器サイズにあわせたオーダーメイドも承ります。

●制菌加工
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

銀複合系抗菌剤も使用しています。

防 水 制 菌 伸 縮 機能

小児用マットレス

Pedicare Mattress ペディケアマットレス

専門分野
ウレタンフォームマットレス

マットレス・専用カバーセット価格

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ●消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
●体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。

患児の成長に合わせて表裏を使い分け

車いす 用
クッション

体重別で選べるリバーシブル構造
5〜20kg 未満と20〜30kg 未満で使い分けられるリバーシブル構造。

ポ ジショニン グ 用 具

低反発ウレタンフォーム

厚み7cm

粘弾性ウレタンフォーム（特殊プロファイル加工）

5〜20kg面には接触面積を増やす低反発ウレタンフォームを使用。
品番CR-229（受注生産となります）

サイズ／(上限）幅95 x 長195 x 厚7cm（厚みは全て7cm）＊小児・学童用ベッド・一般ベッド・開放型保育器などに対応
材質

マットレス・専用カバーセット価格68,000円（+税）専用カバーのみ価格（品番／CH-229）

29,700円（+税）

この商品はご要望サイズでの受注生産となります。
各種小児用ベッドサイズにあわせたオーダーメイドも承ります。

専用カバーはお手入れ簡単な清拭タイプ●消毒用エタノールや濃度1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウムによる清拭消毒にも対応可能。
●体圧分散効果を妨げない伸縮素材を使用。
●制菌加工
対応菌種/MRSA、黄色ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、肺炎桿菌

銀複合系抗菌剤も使用しています。

携帯型
接触圧力測定器

専用カバー ポリウレタンフィルムラミネート加工布（防水・制菌・伸縮）
マットレス 5〜20kg面／低反発ウレタンフォーム
20〜30kg面／粘弾性ウレタンフォーム（特殊プロファイル加工)

20〜30kg面には粘弾性ウレタンフォームを使用しています。

防 水 制 菌 伸 縮 機能28