ジャイロコンパスの型式承認試験基準
Ⅰ

総則

ジャイロコンパスの型式承認試験のための試験方法及び判定基準は、原則としてこの基準の定めるところによる。
Ⅱ

試験の一般条件(１)

環境条件に特記のないものは、常温、常湿で行う。

(２)

電源電圧及び電源周波数に特記のないものは、定格電圧及び定格周波数で行う。

(３)

試験は、原則としてⅣに掲げる性能試験のうち外観検査を行った後、Ⅲに掲げる環境試験を行い、その後Ⅳに掲げる性能試験のうち残りの試験を行う。

Ⅲ

環境試験
試

１

験

方法

判

振動試験

１１次の振動試験を行う。
全振振動数

幅

１掃振動の方試験回

合計試

引

向数

験時間

周期
１3mm

0~500 回／分

10取付け姿各方向

1.5 時

連続的に変化分勢に対しに対し間直角な 33 回づ

方向

つ同上同上させる。

２0.35

500~1,500 回同mm／分連続的に上同上異常のないこと。

定基準備考変化させる。
３0.1

1,500~3,000

同mm

回／分連続的上同上同上同上に変化させる。

２

温度試験

２１については、水を抜く等の取扱説明書

１

低温試験

１

異常のないこと。

措置を講じた後試験

暴露部に設置される部分は、−２５℃の温度、暴露部以外に設置される部分は、−１５℃の温度に３時間放置し、そのを行ってよい。

後常温に復帰させた後に、作動させる。

２

高温試験

２同上

１

異常のないこと。

暴露部に設置される部分は、70℃の温度に 3 時間放置した後、５５℃に温度を下げその状態で 2 時間作動させる。暴露部以外に設置される部分は、55℃の温度に３時間放置し、その状態で 2 時間作動させる。
３

注水試験

１

暴露部に設置される部分については、直径約 5cm で 36 個の注水孔（1 個の孔の直径がⅠmm のもの）を有する注水器によって、装置より 50〜80cm の距離から 3.6kg／cm2 の水圧で水平の方向及び水平から上方 45°の方向から 2 時間注に記載された適当な３水した後に作動させる。
４

塩水噴霧試験

４

真鍮、FRP 若しく
はガラス又はこれと１

暴露部に設置される部分は、ＪＩＳＺ

２３７１に定１発錆がないこと。

同等以上の耐食性材

める方法により、８時間の噴霧、１６時間休止の状態を３回料のみで構造された反復する。

ものについては、この試験を行わない。

Ⅳ性能試験
試

１

験

方法

外観検査

１判

定基

準備考

１

材料、構成、寸法、重量等を仕様書又は図面と照合して確１認する。

仕様書又は図面どおりであること。
暴露部に設置される部分については、その旨の表示がされていること。
目盛は 1 度あるいはそれ以下の等間隔で目盛られていること。
数字の表示は真北（000）より始まり、時計方向に 360 度まで少なくとも各 10 度毎に表示されていること。

２其線誤差試験１２

船首指標とカードの目盛の中心とを通る垂直面と首尾線

１

其線誤差は 0.3 度以内であること。

を通る垂直面とのなす角度（其線誤差）を調べる。
３照明装置試験

３

航海船橋に設置されるものに限る。
１

照明装置を点滅させ、又照明調整装置を作動させる。

１

コンパスカードが有効に照明されること。
照度の調整ができること。

４警報装置試験

１

４

電力の供給を 1 秒間以上停止し、直ちに復帰させる。

１

手動で警報を止めるまでは明瞭な可視可聴の警報を発しつづけること。

５操作試験

１

５

操作及び目視により操作用のつまみ類の構造及び配置を１調べる。
６静定試験

１静定時間試験
水平な台上にマスターコンパスを設置し、マスターコンパスの指度を真方位に対して 90°以上回転させた状態を始点として装置を起動する。マスターコンパスの指度を測定し、連続した 1 時間の全ての測定値の相互差が 0.7 度以内になるまでの時間を測定する。ただし、起動時にマスターコンパスの指度を任意に操作できるものは、マスターコンパスの指度を真方位に対し 30°回転させた状態を始点として装置を起動してもよい。

つまみ類は操作しやすい場所に設置され容易に識別でき、かつ、使用が簡単であること。

６

１6 時間以内であること。

２

静止点誤差試験２

水平な台上にマスターコンパスを設置し、静定後 20 分間

静止点誤差は±０．７５°×１／ｃｏｓ φ

隔で指度の測定を 10 回行い、その平均値（以下「静止点方標準偏差は０．２５×１／ｃｏｓ φ位」という。）を算出し、静止点方位と真方位との差（以下「静止点誤差」という。）を求める。また、測定値の標準偏以下であること。ただし、φは試験地の緯度とする。

差を算出する。

３

静止点の再現性

３

静止点誤差は±０．７５°×１／ｃｏｓ φ過した後再度起動させ、2 と同様に静止点誤差及び標準偏差標準偏差はを求める。さらに、2 で求めた静止点誤差と 3 で求めた静止±０．２５×１／ｃｏｓ φ点誤差との差を求める。

また、両静止点誤差の差は０．２５°×１／ｃｏｓ φ以下であること。

環境変動試験

７マスターコンパスを静定させ、静止点方位を測定した後、次に掲げる１〜７までの試験を行う。

１電圧変動試験
電源電圧を定格の＋１０％に変化させて静止点方位を測定する。次に定格の−１０％に変化させて静止点方位を測定する。

ターコンパスの其線を０度に向けて設置した場合と４５度に向けて設置した場合の２回実施する。

2 の静止点誤差試験終了後、装置を停止し、12 時間以上経７２の試験は、マス１

静止点の変化はいずれも±１°×１／ｃｏｓ φ以内であること。

２

周波数変動試験

２同上

３同上

４同上

５同上

６同上

電源周波数を定格の＋５％に変化させて静止点方位を測定する。次に定格の−５％に変化させて静止点方位を測定する。

３振動試験
マスターコンパスに次の振動をそれぞれ上下、左右及び前後方向に与え、静止点方位を合計９回測定する。
周４波数

全振

８Ｈｚ

１.５ｍｍ

２５Ｈｚ０.３５ｍｍ

５０Ｈｚ０.１ｍｍ

幅

低温試験
作動状態で室温を−１０℃に保ち静止点方位を測定する。

５

高温試験
作動状態で室温を５０℃に保ち静止点方位を測定する。

６

湿度試験
装置を周囲温度３５℃、相対湿度９５％の槽内に４時間放置後、常温、常湿に復帰させ、装置の露結した部分をよく拭い取った後この状態で起動させ、静止点方位を測定する。

７磁界試験

７

同上

マスターコンパスに８０Ａ／ｍの次回をそれぞれ０度、９０度及び上下の方向に与え静止点方位を３回測定する。
８８

動揺試験

この場合動揺試験台を水平に戻して指１１

動揺静定時間試験

6 時間以内であること。

できる。

動揺試験台にマスターコンパスを設置し、以下の動揺をマスターコンパスに同時に与え、マスターコンパスの指度を真方位に対して９０°以上回転させた状態を始点として装置を起動する。
マスターコンパスの指度を測定し、連続した１時間の全ての測定値の相互差が０.７度以内になるまでの時間を測定する。ただし、起動時にマスターコンパスの指度を任意に操作することができるものは、マスターコンパスの指度を真方位に対し３０°回転させた状態として装置を起動してもよい。
角２度

周期

ローリング±５°

10ｓｅｃ

ピッチング

±５°

6ｓｅｃ

動揺試験
動揺試験台にマスターコンパスを設置し、静止点方位を求め、マスターコンパスの其線が 45 度及び 315 度の方位にお度を読み取ることが２

静止点の変化は±１°×1／ｃｏｓ φ以内であること。

いて以下の動揺を同時に与え、静止点方位の変化を測定す
る。
角

３度

周期

ローリング±２０°

10ｓｅｃ

ピッチング

±１０°

6ｓｅｃ

ヨーイング±５°15ｓｅｃ

水平加速度試験

３同上

１

修正量誤差は

方位 45 度、周期 7 秒、最大水平加速度 1ｍ／s2 の振揺をマスターコンパスに与え静止点方位の変化を測定する。
９速度誤差修正試験

１９

緯度、速度及びマスターコンパスの其線方位を以下のように組み合わせた時の修正量を測定し、理論修正量との差を算±０．２５°×1／ｃｏｓ φ出する。

以内であること。

緯10度

速度

其線方位

６０°

20ｋｔ

０°

３５°

10ｋｔ

４５°

０°

15ｋｔ

１８０°

絶縁抵抗試験

１

直流 500Ｖの絶縁抵抗計により充電部と接地間の絶縁抵抗を測定する。ただし、増幅回路等の電子回路は除く。

10

１１０ＭΩ以上であること。

1111絶縁耐力試験

１

充電部と非充電金属部間に、商用周数数で正弦波に近い次１異常のないこと。の電圧を 1 分間加える。ただし、増幅回路等の電子回路は除く。
定格電圧が 60V 以下のもの･････500V
定格電圧が 60V を超えるもの･････1000V＋定格電圧の 2 倍（ただし、最低 1，500V）
12同指試験

12

この試験は，接続可能な最大の数のレ１

マスターコンパスにレピータ−を接続し，0 度，45 度，90１±0．5 度以内であること。

度，135 度，180 度，225 度，270 度及び 315 度の 8 方位にう。

おける相互の其線に対する指度の差を測定する。（６−１の静止点誤差試験と同時に行ってもよいものとする。
）
ただし、暴露部に設置するレピータについては，−25℃及び 70℃に各々3 時間以上放置した後に行うこと。

２

電源電圧を定格の±10％変化させて 1 の試験を行う。（7２同上

３同上−1 の電圧変動試験と同時に行ってもよいものとする。
）

３

電源周波数を定格の±5％変化させて 1 の試験を行う。
（7−2 の周波数変動試験と同時に行ってもよいものとする。
）

13傾斜試験

ピータを接続して行13

１

方位測定用レピータの架台を任意の方向に傾斜させて，方１位測定用レピータの支持状態を調べる。

傾斜角 0°から 20°までの範囲においてレピータの上面が水平に保たれること。
傾斜角 0°から 40°間での範囲においてレピータは架台から脱落しないこと。

14

磁気コンパスの影響試験

14

この試験は､電源を入れた状態及び電１ジャイロコンパスの各部分を磁気コンパスに近づけた時､１磁気コンパスに著しい自差を生じさせない距離を測定する。
15騒音測定試験

１ジャイロコンパスの各部分に最小距離が表示されているこ源を切った状態で行と。

う。

15作動状態において､航海船橋に設置される部分について騒１65ｄＢ（Ａ）以下であること。

１

他の装置に有害な雑音を発生しないこと。

音を発生する部分の外面から 50ｃｍの距離において指示騒音計を用いてその発生騒音をＡ特性で測定する。ただし、起動時は除く。
16雑音試験

１作動状態で発生するふく射雑音を電界強度計又はこれと同等の測定器を用いて測定する。

16