Ver.2.1

BIOCERAM AZUL®

History of “”

BIOCERAM AZUL®

Material and Strength
板状結晶
主にアルミニウム、ストロンチウム、酸素からジルコニア構成される結晶

コバルトは板状結晶中のアルミニウムやストロンチウムの一部と置き換わる形で存在しており、溶出試験においてコバルトの溶出量は検出限界以下であることを確認しています。

アルミナ0

Sr0

Al0

Co0

Al

Al0

Sr0

Al0

Sr00

Sr0

Al0

Sr0

Co

BIOCERAM AZUL

※イラストはイメージですⒸ2015 KYOCERA Corporation

骨頭ボール（22＋3mmボール）強度試験結果

1009080

摩耗量 (mg)

破壊強度 [kN]

7060504080

Conventional

70

アルミナ

60

AZ209

※

BIOCERAM AZUL

50403030202010100

摩耗試験結果0ジルコニア
BIOCERAM AZULZR195AZ209

アルミナ
AL190-10（社内データ）

BIOCERAM AZULの強度はアルミナとジルコニアの中間に位置します。

0.0

1.0

2.0

3.0

サイクル数（100万サイクル）

4.0

5.0

BIOCERAM AZULの摩耗特性はアルミナやAZ209と同等です。
※メタル骨頭ボールとコンベンショナルポリエチレン（イメージ写真）Aquala Combination● 一体型積層成形による3Dポーラス

強固なスクラッチによる初期固定が得られます。

● 生体軟骨を模倣した、表面処理

BIOCERAM AZUL®
● ZTA（ジルコニア強化アルミナ）セラミック※写真はイメージです。

BIOCERAM(ロゴ)、BIOCERAM AZUL、Aquala(ロゴ)及びSQRUMは京セラ株式会社の登録商標です。
SQRUM TT シェル【医療機器承認番号：22500BZX00323000】
Aquala ライナー【医療機器承認番号：22300BZX00234000】

BIOCERAM AZUL®
■12/14 BIOCERAM AZULボール■ 910 BIOCERAM AZULボール

骨頭径

商品No.

骨頭径

商品No.

商品名

ネック長

φ26mm

AMH04-400053
AMH04-400054

1214AZULボール26:+0 ※1214AZULボール26:+3.5 ※+0mm+3.5mm

φ22mm

CMT21002
CMT21003

910 AZULボール 22:+0910 AZULボール 22:+3+0mm+3mm

φ28mm

AMH04-400056
AMH04-400057
AMH04-400058

1214AZULボール28:-3.5
1214AZULボール28:+01214AZULボール28:+3.5−3.5mm+0mm+3.5mm

φ26mm

CMT21012
CMT21013
CMT21014

910 AZULボール 26:+0910 AZULボール 26:+3910 AZULボール 26:+6+0mm+3mm+6mm

φ32mm

AMH04-400061
AMH04-400062
AMH04-400063
AMH04-400064

1214AZULボール32:-3.5
1214AZULボール32:+01214AZULボール32:+3.5
1214AZULボール32:+7 ★

−3.5mm+0mm+3.5mm+7mm

φ28mm

CMT21022
CMT21023
CMT21024

910 AZULボール 28:+0910 AZULボール 28:+3910 AZULボール 28:+6+0mm+3mm+6mm

φ36mm

AMH04-400065
AMH04-400066
AMH04-400067
AMH04-400068

1214AZULボール36:-3.5
1214AZULボール36:+01214AZULボール36:+3.5
1214AZULボール36:+7 ★

−3.5mm+0mm+3.5mm+7mm

φ32mm

CMT21032
CMT21033
CMT21034
CMT21036

910 AZULボール 32:+0910 AZULボール 32:+3910 AZULボール 32:+6910 AZULボール 32:+9+0mm+3mm+6mm+9mm

1214AZULボール40:-3.51214AZULボール40:+01214AZULボール40:+3.51214AZULボール40:+7 ★

−3.5mm+0mm+3.5mm+7mm

φ36mm

φ40mm

AMH04-400071
AMH04-400072
AMH04-400073
AMH04-400074

CMT21042
CMT21043
CMT21044
CMT21046

910 AZULボール 36:+0910 AZULボール 36:+3910 AZULボール 36:+6910 AZULボール 36:+9+0mm+3mm+6mm+9mm

商品名ネック長※、★はINHERITORのみ組み合わせ可能です。CHANGEA、Mainstayは組み合わせできません。
★はあらかじめ在庫に関するお問合せをお願いします。

BIOCERAM AZULヘッド【医療機器承認番号：22600BZX00510000】

材質はジルコニア強化アルミナ・セラミックスです。

組み合わせ可能な12/14 STEMINHERITORCHANGEA HIPステム【医療機器承認番号:22500BZX00201000】
Mainstayステム【医療機器承認番号:22700BZX00041000】
MainstayネックV30【医療機器承認番号:22700BZX00042000】
INHERITORステム【医療機器承認番号:22800BZX00161000】
CHANGEA、Mainstay＼メインステイ、INHERITORは京セラ株式会社の登録商標です。

メディカル事業部

https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html
本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612‐8501 Tel:075‐778‐1980 Fax:075‐778‐1981

東 京 事 業 所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140‐8810
大 阪 事 業 所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F） 〒532-0003

Tel : 03‐5782‐7006 Fax:03‐5782‐8515
Tel : 06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札 幌 営 業 所 札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001 Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525

岡 山 営 業 所 岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826 Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289

東 北 営 業 所 仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザビル6F）〒980-0021 Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116

広 島 営 業 所 広島市南区京橋町1-7（アスティ広島京橋ビルディング11F）〒732-0828 Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539

大宮第2営業所 さいたま市大宮区桜木町1-11-9（ニッセイ大宮桜木町ビル3F）〒330-0854 Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828

九 州 営 業 所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013 Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177

名 古 屋 営 業 所 名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004 Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377※このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。
■禁無断転載、複写Ⓒ 2015 KYOCERA Corporation
210817M M-086-4 00034