KMLS

Kyocera Modular Limb Salvage System

KMLS

Kyocera Modular Limb Salvage System

KMLSシステムは、下肢腫瘍の症例に対し、患肢温存療法を目的として開発されました。
幅広いバリエーションを持つ各コンポーネントにより、さまざまな症例に対応できます。

1セメントレス ステム（フェモラル用）
カーブド

ストレート

プロキシマル フィーマー
ロックボルトセメントステム（フェモラル用）

エクステンション

ロックボルトTotal Femur

Distal Femur

大腿骨全置換用

大腿骨遠位部置換用

コネクター
ロックボルトエクステンション
フェモラルコンダイル用
ステム

セメントステム（フェモラル用）
ロックボルトディスタール フィーマー（フェモラルコンダイル）

フェモラルコンダイル
顆部温存タイプ

フェモラルコンダイル
顆部置換タイプ

PTヒンジシャフト40ヒンジシャフト
セメントレス ステム（フェモラル用）
カーブド

ストレート

Proximal Femur

シャフト
キャップ

シャフト
キャップ

大腿骨近位部置換用

Proximal Tibia脛骨近位部置換用

ロックボルトプロキシマル ティビア脛骨コンポーネントロックボルト

エクステンション

セメントレス ティビアルステム（ティビア用）サイドプレート付きステムについては、弊社営業担当にお問い合わせください。

2

Proximal Femur
大腿骨近位部置換用補綴部長とコンポーネントの組み合せ
補綴部長

プロキシマル フィーマー

100100120120

140100160120

180

100

200120220100240120単位 (mm)エクステンション4080
プロキシマル フィーマー

120

エクステンション

セメントステム（フェモラル用）

４ つ の 回 旋 止 めフィン を 有 する
テーパーステム形状になっています。

セメントレス ステム
ストレート、カーブド（フェモラル用）
ストレート

カーブド

3

Distal Femur
大腿骨遠位部置換用

ストレート

補綴部長とコンポーネントの組み合せ
補綴部長

ディスタール フィーマー

9090

110

110

13090

150

110

17090190

110

210

90230

110

単位 (mm)エクステンション

カーブド

セメントステム（フェモラル用）

セメントレス ステム
ストレート、
カーブド（フェモラル用）

4080120

エクステンション

ディスタール フィーマー（フェモラルコンダイル）

脛骨コンポーネント

PROARC
内部欠陥の少ない純チタンの粗面皮膜（プロアーク）を形成しています。

4Proximal Tibia
脛骨近位部置換用補綴部長とコンポーネントの組み合せ
補綴部長

プロキシマル ティビア

909011011013090150

110

17090190110

21090

230

110

単位 (mm)エクステンション

フェモラルコンダイル用ステム（顆部温存/置換用）

40

顆部温存タイプ

80120

顆部置換タイプ

貫通孔
コンポ ーネント前 面 に ３ mmの 貫 通 孔を有し、靭帯縫着を補助します。

プロキシマル ティビア

エクステンション

セメントレス ティビアルステム（ティビア用）5プロキシマルフィーマー

Total Femur
大腿骨全置換用補綴部長とコンポーネントの組み合せ
補綴部長

250270

プロキシマル フィーマー

330

110
60120

4080

360

100

17037012060

38010017039060400170410

60420
460

520

120

120
40120
17080120用意されています。

90110
90

110

ディスタール フィーマー（フェモラルコンダイル）

90110
90
110

15°

90110
90

内側

50080

コネクターは右側用と左側用が外側

480

コネクター

90

350

440

単位 (mm)エクステンション ディスタール フィーマー

100

290
310

コネクター

110
組み立てられたコンポーネントは前捻角が15°となるようデザインされています。

脛骨コンポーネント

6膝関節機構
ヒンジ部の組み立てステップ1

大腿骨コンポーネントと脛骨コンポーネントのヒンジシャフトの た め の 貫 通 孔 の 軸 が 一 致していることを大腿骨コンポーネント確認します。
ヒンジシャフトステップ2

シャフトキャップ
ステップ3

ステップ2

ステップ1

ヒンジシャフトを挿入し、専用ドライバーにて十分に締めつけてください。

ステップ3

最 後 に ヒンジシャフト固 定 用 のシャフトキャップ を切り込 み の 入って いる 方 を 内 側 にし、装 着しま す。
装着する際シャフトキャップが大腿骨コンポーネント

脛骨コンポーネント内に完全に沈み込むまで、専用器具を使用して挿入してください。

膝関節ヒンジ機構
5°ヒン ジ 機 構 は 、屈 曲 1 4 2 °※ まで の 可 動 域 に 加 え、5°内外旋５°ずつ合計10°のローテーションを許容します。

142°※ 設 計 上 の 想 定 可 動 域で す。術 後 の 屈 曲 可 動 域 は、温 存される骨 や軟部組織の状態によって変わります。

ローテーション

屈曲可動域

イオン注入
ピン・オン・フラット摩耗試験結果

ヒン ジ 部 に 行って い る イ オン 注 入 は 、窒 素 イ オン

2

体積摩耗 (mm3)0

窒 化 物 に 変 化 させる表 面 処 理 で す。
こ の 極 表 層 部 に お け る 窒 化 物 形 成 に より、摩 擦係 数 の 減 少と表 面 硬 度 が 上 昇し、耐 摩 耗 性 およびスクラッチ 耐 性 が 向 上します。

-4-6050100150

繰り返し数 (X104)

7を T i - 6 A l - 4 V 合 金 に 注 入し、ヒン ジ 部 の 極 表 層 をチタン合金-2-8Co-Cr-Mo合金
イオン注入チタン合金

200

大腿骨コンポーネント
プロキシマル フィーマー
単位 (mm)33

Proximal Femur

Total Femur

単位 (mm)

商品 No.

A135°

品

A

名

CME05201

KLS-PF:100

100

CME05202

KLS-PF:120120

近位大腿骨モジュラーコンポーネント［医療機器承認番号：21200BZZ00543000］

コネクター
単位 (mm)

φ26

Total Femur

単位 (mm)※14LB

商品 No.

品

名

CME05100KLS-F: コネクター R60

CME05101

KLS-F: コネクター R170

CME05110

KLS-F: コネクター L60

CME05111

KLS-F: コネクター L170

左右別右側用

左側用B6017060170

近位大腿骨モジュラーコンポーネント［医療機器承認番号：21200BZZ00543000］※

14コネクターは大腿骨全置換する際に使用し、右側用と左側用が用意されています。

L※部分の長さはプロキシマル
フィーマーの長さ（A）また組み立てられたコンポーネントは大腿骨頸部の前捻角が15°となるようデザインされています。

はディスタール フィーマーの長さ（F）に含まれます。

セメント ステム（フェモラル用）
単位 (mm)Proximal Femur

Distal Femur

単位 (mm)

商品 No.

φC
D

品

名

C

CME05511

KLS: ステム-CUR 130#11

11CME05512

KLS: ステム-CUR 130#12

12

CME05513

KLS: ステム-CUR 130#13

13CME05521

KLS: ステム-CUR 170#1111CME05522

KLS: ステム-CUR 170#1212CME05523

KLS: ステム-CUR 170#1313D130170

ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］

8セメントレス ステム（フェモラル用）
単位 (mm)Proximal Femur

Distal Femur

単位 (mm)タイプ

ストレート125

φE

カーブドストレートカーブド

商品 No.

品

名CME05721

KMLS-F ステム ARC#09

E9CME05722

KMLS-F ステム ARC#1010CME05723

KMLS-F ステム ARC#1111CME05724

KMLS-F ステム ARC#1212CME05725

KMLS-F ステム ARC#1313CME05726

KMLS-F ステム ARC#1414CME05727

KMLS-F ステム ARC#1515CME05741

KMLS-F ステム ARC CUR#099CME05742

KMLS-F ステム ARC CUR#1010CME05743

KMLS-F ステム ARC CUR#1111CME05744

KMLS-F ステム ARC CUR#1212CME05745

KMLS-F ステム ARC CUR#1313CME05746

KMLS-F ステム ARC CUR#1414CME05747

KMLS-F ステム ARC CUR#1515KMLS FTステムARC [医療機器承認番号：22500BZX00397000］

ディスタール フィーマー（フェモラルコンダイル）
単位 (mm)Distal Femur

Total Femur

単位 (mm)L5°

F（左側用）

商品 No.

品

名CME05301

KLS-DF：R90

CME05302

KLS-DF：R110

CME05311

KLS-DF：L90

CME05312

KLS-DF：L110

左右別F
90右側用

110
90左側用

110

ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］
49.5

52

フェモラルコンダイル 顆部温存タイプ
７°単位 (mm)Proximal Tibia

商品 No.

33

品

名左右別CME05651

KMLS-PT:F-PF オンゾン R

右側用

CME05652

KMLS-PT:F-PF オンゾン L

左側用

KMLS 脛骨近位再建システム［医療機器承認番号：22500BZX00109000］
48

フェモラルコンダイル 顆部置換タイプ
G

単位 (mm)Proximal Tibia

７°単位 (mm)

商品 No.

33

48

品

名CME05661

KMLS-PT:F-PF チカン R-STD

CME05663

KMLS-PT:F-PF チカン R-LAG

CME05662

KMLS-PT:F-PF チカン L-STD

CME05664

KMLS-PT:F-PF チカン L-LAG

左右別右側用左側用G1516.51516.5

KMLS 脛骨近位再建システム［医療機器承認番号：22500BZX00109000］

89フェモラルコンダイル用ステム
単位 (mm)Proximal Tibia

単位 (mm)

商品 No.

φHI品

名H

CME05612

KMLS-PT:F-ステム 75#10

10

CME05622

KMLS-PT:F-ステム 75#1212

CME05632

KMLS-PT:F-ステム 75#1414

CME05642

KMLS-PT:F-ステム 75#1616

CME05613

KMLS-PT:F-ステム 125#10

10

CME05623

KMLS-PT:F-ステム 125#1212

CME05633

KMLS-PT:F-ステム 125#1414

CME05643

KMLS-PT:F-ステム 125#1616I74124

KMLS脛骨近位再建システム［医療機器承認番号：22500BZX00109000］

ヒンジシャフト、シャフトキャップ
単位 (mm)

ヒンジシャフトシャフトキャップ

Distal Femur

Total Femur

商品 No.

品

CME05321

KLS-DF：ヒンジシャフト

名CME05331

KLS-DF：シャフトキャップ

ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］

４4

PTヒンジシャフト40、シャフトキャップ
単位 (mm)Proximal Tibia

商品 No.
PTヒンジシャフト40

シャフトキャップ

４０品

名CME05710

KMLS-PT ヒンジシャフト-40 ※1

CME05331

KLS-DF：シャフトキャップ ※2※1 フェモラルコンダイル 顆部温存タイプ/顆部置換タイプ専用です。
KMLS脛骨近位再建システム［医療機器承認番号：22500BZX00109000］※2 シャフトキャップは、KMLS Distal Femurと同一です。
ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］

1011

脛骨コンポーネント
脛骨コンポーネントK

単位 (mm)J

Distal Femur

Total Femur

単位 (mm)12.5

タイプ

商品 No.

スモール

CME05401

スタンダードラージ

品

名JK

KLS-T: SML

5741

CME05402

KLS-T: STD

6241

CME05403

KLS-T: LAG

6844

110

ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］

プロキシマル ティビア
単位 (mm)41

Distal Femur

Total Femur

Proximal Tibia

41

単位 (mm)

商品 No.

品

L

名

CME05601

KMLS-PT:90

90

CME05602

KMLS-PT:110

110

KMLS脛骨近位再建システム［医療機器承認番号：22500BZX00109000］

L

セメントレス ティビアルステム（ティビア用）単位 (mm)Distal Femur

Total Femur

Proximal Tibia

単位 (mm)

商品 No.

110
φM11

品

名M

CME05674

KMLS-PTステム ARC110#1111

CME05675

KMLS-PTステム ARC110#1212

CME05676

KMLS-PTステム ARC110#1313

CME05677

KMLS-PTステム ARC110#1414CME05678

KMLS-PTステム ARC110#1515※小径サイズ:∅8, ∅9, ∅10mmをご使用の際は別途、お問い合わせください。
KMLS脛骨近位再建システム［医療機器承認番号：22500BZX00109000］

共通コンポーネント
エクステンション
単位 (mm)Proximal Femur

Distal Femur

Total Femur

Proximal Tibia

単位 (mm)

商品 No.

品

CME05501

KLS:エクステンション-40

40

R

CME05502

KLS:エクステンション-80

80

R

CME05503

KLS:エクステンション-120

120LN

名N

ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］

L
φ26

ロックボルト
単位 (mm)Proximal Femur

Distal Femur

Total Femur

Proximal Tibia

商品 No.

品

CME05541

KLS：ロックボルト

名ヒンジ型人工膝関節［医療機器承認番号：20800BZZ00543000］

膝蓋骨コンポーネント
３本ペグ・タイプ（表面マクロ加工型）

単位 (mm)
単位 (mm)

φO

8.5

φ4.8

商品 No.

品

名サイズ

O

CMK42300

KU3 PATELLA-P3 SML

スモール

28

CMK42310

KU3 PATELLA-P3 STD

スタンダード31

CMK42320

KU3 PATELLA-P3 LAG

ラージ

34

PHYSIO−KNEE SYSTEM 膝蓋骨コンポーネント GB26
［医療機器承認番号：20900BZZ00341000］

5コンポーネントの組み立て
各コンポーネントを組み合わせる際は、左側「 」の症例では図のように各コンポーネントに刻印されている文字「L」（右側では「R」）が「L」

または同一線上に並ぶように組み立ててください。
セメント固定ステムを使用する際は刻印されている矢 印「」が 同 一 線 上 に 並 ぶように組み立ててください。

12「L」

メディカル事業部 https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html
本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612‐8501
東京事業所
大阪事業所

東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810

Tel:03 - 5782 - 7006 Fax:03 - 5782 - 8515

大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel:06-6350-1017 Fax:06-6350-8157

札幌営業所

札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001

東北営業所

仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザビル6F）〒980-0021

大宮第2営業所

さいたま市大宮区桜木町1-11-9（ニッセイ大宮桜木町ビル3F）〒330-0854

名古屋営業所

名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F）〒461-0004
Tel:052-930-1481 Fax:052-938-1377

岡山営業所（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826
岡山市北区磨屋町10-16
Tel:086-803-3620 Fax:086-225-2289

広島営業所

広島市南区京橋町1-7（アスティ広島京橋ビルディング11F）〒732-0828
Tel:082-568-8538 Fax:082-568-8539

九州営業所

福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F）〒812-0013
Tel:092-452-8140 Fax:092-452-8177

Tel:011-280-6020 Fax:011-281-6525

Tel:022-216-5176 Fax:022-216-7116

Tel:048-640-7779 Fax:048-641-5828「KMLS」
は京セラ株式会社の登録商標です。
当カタログに記載の情報は2018年10月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。
181017M M-053-3 00013Ⓒ 2022 KYOCERA Corporation