本 社／工 場

≪Vol.
127Sp
ring2024‑4≫においセンシングデバイスの現状と期待

私は 25
年以上にわたってにおい識別装置の開発と市場導入等、におい関連装置に携わってきた 。
この分野のセンシングデバイスの知識とにおいの定籠方法の経験をもとに、におい・かおり環境学会
誌の副編集委員長として、今年は編集委員の皆さんとともに、においセンシングデバイス、特にセンサ方式に焦点を当てた特集を企画している 。このにおいの可視化・定量化領域でのニーズは根強いものがあり、 実用化段階にあるものを中心に研究開発段階のものを含 めて 10社以上に対して特集への寄稿を呼びかけており、ほとんどのところからご快諾をいただいている。においセンシング技術は、 環境モニター、食品や化成品の品質 管理、さらには医療スクリーニングなど、様々な分野
株式 会社 におい科学研 究所
代 表取締役

喜多 純 一での応用が期待されている 。
しかし、現状は、まだまだ技術的な課題も多い。特に、光であれば3原色に対応するにおいの原臭がまだ見つかっておらず、今後も多分見つかる可能性は低いと思われ、汎用的なにおい定最 表現方法が未だ確立されていないと゜

いうことが、センシングデバイス開発における大きな障壁となっている。また、人間の嗅覚はpptレベルの濃度のにおい成分をもoー

6ptp1ー

検出できるが （右図 ）、現在のセンサ技術では感度―について良く見積もってもその検出限界は lppb程度に留まっており、 一部、におい成分の濃縮技術

込： 丸§

＂＂

ふロメ

ャ

1ーHIO
LHCH
H"'伶

刻々変動することだ。これらの背景ガスは、人にX'lef

覆い隠され、また、その背景ガス群の濃度が時々

令＋

ロHに お い 成 分 が 多 数 の 背 景 ガス成分群によ ってふ｀

応・￠、人︑で忘れられてしまうことが多い事項として、 目的の4'IE三 壇

H

応用の広がりを阻んでいる 。また、においセンシング

さ・よ溢り';
入9,.NHとの組み合わせも試みられているものの、この点も

ppm

ppb

02 110・510・
410・
310・
210・
1100 101 10
37しn.I

→→
H H •

‑c ・H

H H H

各におい成分の検知閾値
においかおり環境協会HPより抜粋

とってはにおいがしないか、においが薄く、窪識していなくても濃度としては目的成分よりも何桁も 商いということは多々ある 。といっても私個人としては、においセンシングシステムの可能性、特にセンサ方式の可能性には期待を寄せている 。例えば、靴下の蒸れたにおいであるイソ 吉草酸とパニラの香りが混ざるとチョコレートのような香りになるというような複合 臭を評価するためには、従来からの分離分析では成分に分離してしまうため評価が難しいと思われるが、成分に分離しないセンシングシステムを適切に活用すれば、これらの複合臭の場合でも、人の 官能と同 等の評価が可能になるのではと考えている 。さらに、サンプルのハンドリング技術を応用し、センサのみでなくデバイスとしての感度向上や新たなサンプリング方法の開発などにより、より多くの応用が可能になるのではと期待している。
先に記載したように、様々な方 式のにおいセンシングシステムの最新情報については、今年順々に掲載される 予定のにおい・かおり環境学会誌の特梨をデジタル情報としても発信されるので、ぜひご覧いただきたい。また、上記に掲載したにおいセンシングシステムの種々の問題点やそれらの克服のヒントについては、「におい科学研究所 」のホームページにて、動画 等も含めて情報発信をしているので、併せて参考にしていただきたい。

においかおり棗境協会のHP回
忌
紺浬
l
3:
r.
.
.
.
i:;
1;
・平述
9:•::.:.:::~ . も．笞

品~1におい科学研究所のHP

．．
．
．
．
．
．
••••• • • •• ．．
道路交通法施行規則改正によるアルコール検知器の使用義務化
飲酒運転の根絶へ向け、年々、旅客や貨物の運送事業に関連する諸法令が改定され、飲酒運転の防止対策の強化が進んでおります。令和 3年(2021年）には道路交通法施行規則が改正され、一定台数以上の自動車を使用する事業者において、自家用自動車（白地に緑字、および黄地に黒字のナンバーの車両）を業務で使用する場合に必須となる、新たな飲酒運転の防止対策が規定され、呼気中アルコールの検知の有無の確認等が盛り込まれました。ここではその概要をご紹介します。
この改正では、所定の条件において自家用自動車を使用する場合、自動車を使用する事業所毎に選任が義務付けられる安全運転管理者が、①運転前後の運転者の状態を目視等で確認して酒気帯びの有無を記録し、これを 1年間保存すること、②アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認し、アルコール検知器を常時有効に保持すること、に関して義務化が規定されました（道路交通法施行規則第9条の 10第6号、第7号）。
この中、①は予定通り令和4年(2022年）4月1日から施行されており、 一方、②については、世界的な半導体不足が影響し十分な数最のアルコール検知器の供給が困難な状況が続いたため、 一時的に適用しない暫定措置がとられました。昨年頃から検知器の供給難が解消され始めたことから、令和 5年 (2023年）1
2
月1日にこの措置が廃止され、以降、②も適用されています。
規定②の中の 「アルコール検知器」とは、国家公安委員会が定めるもので「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りること」とされ（令和 3年国家公安委員会告示第63号）、呼気中のアルコール（エタノール）汲度の規定値として0.
15mg/L（およそ80ppm)が定められています（道路交通法施行令第44条の3)。また、「検知器を常時有効に保持すること」とは、「検知器を、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくこと」とされ、検知器の適切な使用、管理および保守、ならびに故障の有無の定期的な確認を義務付けています（令和5年8月15日警察庁丁交企発第201号、 丁交指発第93号通達） 。
アルコ ール検知器としては、主に電気化学式（燃料竜池式）、または半導体式のセンサーを利用したものが供給されておりますが、その他、検知管も検知器として該当しております 。例えば、弊社が製造するアルコールチェック用検知管セット AC‑1（写真）（検知管 ll2ACを付属）は検知層が変色し、その長さの違いからガス濃度を検知するもので、電源や再校正が不要であり、アルコール検知器として使用することが可能です。
規定には、その他、業務における 「運転前後」の考え方、 「目視等で確認」の具体的な方法、個人で購入したアルコール検知器の取扱い方、他の事業所の自動車を使用する場合の確認方法、安全運転管理者の補助者による確認、記録の詳細等が定められております。
今後も引き続き、安全運転に貢献できる製品とサーピスを提供できるよう、努めてまいります。

採取袋に吹き込んだ呼気試料の検知管 (No.
112AC)による測定

アル コール チェック用検知管セット AC・1

※検知管セット AC・1の使用方法の動画をこちらで紹介しております →⑪》労働環境•曝露防止管理向けホスフィン（リン化水素）検知管 No.7LAN
ホスフィン（和名リン化水素）は、集積回路・メモリーなどの半導体回路の形成や太陽電池、 LED等の製造に不可欠な半導体材料ガスとして、また、穀物、飼料等の煉蒸ガスとして幅広く使用され、その他、りん又はりん化合物を含有する部材を取扱う作業等の際にも発生することがあります。にんにく臭を有し非常に毒性が高く、可燃性・自然発火性があり慎重な取扱いが求められ、許容濃度は0.
05ppm（米 ACGIH)、0.
lppm（独 DFG)、0.
3ppm（日本産業衛生学会）等となっています (2024年 4月時点）。ホスフィンを使用する、または発生する恐れがある現場では、吸入による曝露等を防止するため最大源の注意を払う必要があります。
ホスフィンの許容浪度付近の測定が可能な従来の弊社検知管 No.
7LAは、検知試薬として水銀化合物を含有しており、環境負荷の低減が求められていました。この度、開発した 7LAN
検知管は、従来品の切替え用として水銀化合物の不使用を実現したもので、低環悦負荷に見合う製品となっております。サンプリング屈（吸引回数）と測定所要時間も削減され、使いやすくなり、上述の許容濃度およびその付近を精度良く測定することができます。ホスフィンを取扱う環境における労働衛生管理、並びに曝露防止の管理に、是非、お役立てください。
※従来品 7LA
検知管の販売は、当面の間、継続いたしますが、本製品へのお早めの切替えを推奨いたします。
サンプリング前

サンプリング後（瀑度 1.
05ppm)ヤj̀
l‑廷 虹I
た｀｀

主な仕様
目盛範囲

0.
1 2.
0ppm

測定範囲

0.
04 8.4ppm
2回（基準）または4,3,1,1/2回 (1回当たり約 1.
5分）

吸引回数・吸引時間
変色

黄色→桃色

有効期間・保管条件

2年、冷暗所保存

1箱の測定回数10回
2.
400円／箱価格
詳細につきましては、当社営栗本部までお問合せください。

●AIHAConnect
会期： 202
4年 5月20日（月）〜 22日（水）●第 97回 日 本 産 業 衛 生 学 会
会期： 202
4年 5月22日（水）〜 258（土）

会場：グレーターコロンバスコンベン注3ンセンターホール A・B（米国コロンバス）

会場：広島国際会議場中国新聞ビル

URL:https://aihaconnect.
org/

URL:https://
conv
ent
ion.
jtbcom.
co.
jp/
sanei
97/

●ENVEX2024(The知 InternaitonalExhibitiononEnv
rionmentalTechnology&Gr
細 Energy}
会期： 202
4年 6月 3日（月）〜 5日（水）会楊： COEXホール A（韓国 ノウル）
URL:http
s://ww
w.
env
ex.
or.
kr/eng/ma
in/index.
asp●KISS2024(KoreaInternaitonalSafety& HealthShow)●第 1
1回 東 京 労 働 安 全 衛 生 展
会期： 202
4年 7月24日（水）〜 26日（金）●下水道展 '24東 京

会場：東京ビッグサイト東展示棟
URL:https://www.
jma‑stt.
com/exhibi
tion/tokyo.
html会 期 ：20
2
4年 7月 1日（月）〜 4日（木）会場： KINTEX2ホール（戟国コヤン（高陽））
URL:http://www.
safetyshow.
eo.
kr/eng/i
ndex.
asp

会期： 202
4年 7月30日（火）〜 8月2日（金）会場：東京ピッグサイト東展示棟

URL:https//www.gesui
douten.
jp/※上記の学会・展示会には、当社も出展しております。ご米場の際は、当社プースにもお立ち寄りください。
なお、 1l11催の詳細につきましては、主催者にご確認ください。

◆•TOPICS◆.
. .. ◆◆

弊社の本社工場で地元小学校の社会科見学が行われました

2023年 11月20・21日の 2日間に渡り、弊社（神奈川県綾瀬市）の地元の市立

綾 瀬 小 学 校3
年 生 の 児 黛 約6
0名が「地域の会社を知ろう」をテーマにした社会科見学で、本社工場を訪れました。
弊社の主力製品である検知管の製造工程（検知薬剤の調剤、ガラス管への充填・溶封、目盛付けのガス試験、目盛の印刷、及びパッケージ詰め）の各作業を見学し、各々の工程で使われる機械のしくみ等について、活発な質問や意見が飛び交いました。
また、呼吸、ろうそくの燃焼といった、 生活に身近なもので起きる酸素と二酸化炭 素 の 濃 度 変 化 を 、 教 材 用 の 酸 素 検 知 管 31E‑2とセンサー式デジタル測定器

GOCD‑2を用いて測定する実験も行いました。この実験は6年生が学ぶ内容で、学習を先取りした少し難しいものであったと思いますが、喜びと発見に溢れた笑顔で取り組んでいたことが深く印象に残っています。
これからも「気体を測る」製品を通じて子供たちの驚き•発見へつなげ、将来の糧としてもらえることを祈念しつつ、理科への関心の向上につなげられる製品づくりを目指し、邁進してまいります。

営業課加藤佑理〇& A
0 ：コンプレッサーエアー中のオイルミストの有無を確認するため、 エアチェッカー（コンプレッサー空気不純物測定器）と エア
テック検知管 No.109ADを使用して測定したところ、橙色の検知層がゼロ点から数 m m淡青色（仕様通り）に変色し、残りの部分が黄色に変色する場合と、検知層全てが黄色に変色する場合がありました。このような場合、測定は可能なのでしょうか。
＾：検知層の一部または全てが黄色に変色 した場合であっても、有機溶剤の成分ガスなど干渉する物質の共存がなければ、オイルミストの測定は可能です。
黄色の変色は、試料ガスに水分が含まれている場合に起こります。検知試薬の六価クロムは検知層ではシリカゲルに担持されてgおり、含有する水分最の違いにより色合いが異なり、 109AD検知管では絶対水分量 3m /Lを超えるガスが通気され含水最が増すと黄色に変わり始めます。ただしこの変色は、六価クロムがオイルミストを酸化して三価のクロム（淡青色）に変化する反応とは異なるので、オイルミストと検知試薬のNo.109AD検知管反応には影響を及ぽしません。
したがって、検知層の一部または全てが黄色使用前に変色した場合であっても、検知管内部に結露通常の変色（オイルミスト濃度0.
5mg/m3)が起こらない限り、淡行色に変色すれぱその先端の目盛を読むことで測定が可能であり、一方、淡青色の変色がなければオイルミストは検知されていないことになります。

ガステックニュース Vol.
1272024.春
発行日／2024
年 4月15日（季刊）
発行／株式会社ガステック
編梨／ガステックニュース編染部
営業二部営業開発課〒252‑1195
神奈川県綾瀬市深谷中 8・8・6
Tel 0467(79)3911
Fax0467(79)3979
編集スタッフ
責任者／有本雄美
委貝／海福雄一郎、高木幸二郎、岩永裕介、宮腰義規

制作／大進ラベル印刷株式会社

一慶ヽ，＄＃ ＄＄胡昴慟5＂― ぷ＃衿甜｝事

淡青色に変色し、残りが黄色に変色（オイルミスト濃度0.3m /m3)

＂日 ＃合詰各J￠<̀

淡青色に変色せず、黄色に変色（オイルミスト検知されず）。一詮詮 逹リI"，g●編集スタッフからのお願い
各方面からの情報、およぴご意見・ご要望・ご質問などをお待ちしています。なお、当 ニュースは製品・技術情報誌ですので、ぜひ保存してご活用ください。また、定期送付ご希望の方は、当社ホームページまたは Faxなどでお申しつけください。
次回発行は 2024年 7月の予定です。

＜あらゆる気体の測定に

瓢株式会社ガステック
G心 武SINCE1970

営業本部：〒252‑1195神奈川県綾瀬市深谷中 8・8・6
電 話0467(79)3911（代） Fax.
0467(79)3979
西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原2• 14• 14新大阪グランドピル

霞 話06(6396)1041 Fax.06(6396)1043
九州営業所：〒812-0066 福岡市東区二又瀬 11•9バークサイドスクエア

電話092(292)1414F
ax.092(292)1424
ホームベージアドレス： ht
tp
s://www.ast
ec.
eo.
jp/g