T H E R E A L I S S U E 15
No.93

2003
春号

KOMYO HAVE AN AMBITION

事故の予防とガス分析
特定非営利活動法人理事

駒宮

災害情報センタ−

功額1950 年、旧労働省

次に、酸素濃度と布の燃焼の状況を調べた。方法は、ア

産業安全研究所勤めとセチレンと同じように、布を入れた鉄箱内に酸素を入れてなった筆者は、すぐに撹拌後、オルザット分析装置で濃度を記録するよう命ぜらガス分析の仕事を命ぜれた。しかし、この方法では一日に取れるデ−タが少なく、られた。当時、ガスの種類も少なく、対象としたのは酸自信のある報告は不可能であった。そこで、迅速なガス分素・アセチレン溶接用のボンベ入り酸素と、カ−バイドに析器である、ガソリン用ガス干渉計の転用を調べたところ、注水して発生するアセチレンであった。アセチレンは爆発少しの手直しで、酸素分析器として適していることが解っ範囲も広く危険性の高いガスなのに、溶接工は自分の手で、た。実験ははかどって、空気より重い酸素が切断器から漏小さなタンクにアセチレンを作り、仕事をしていた。一方、れて、何かの点火源で作業衣が爆発的に炎上したことが解酸素はボンベ入りで、圧力の低いアセチレンタンクへ逆流った。酸素なら、大量に漏れても酸素欠乏は生じないし、し、爆発することも珍しくなかった。化学工場も少なく、臭いもないので作業者は気づかないわけだ。

死傷者を伴う爆発事故の１位はアセチレン発生器であった

余談だが、このレポ−トのおかげで、筆者は研究所からため、付属する安全器の性能試験を実施することになった。

追い出されず、半世紀もガス関係の仕事を続けることがで爆発実験にはアセチレンと酸素を用いるため、ガス濃度をきた。実は、実験職人の筆者には、不向きな書類作りと人分析せねばならなかった。器具はガラス製のオルザット分間相手の行政部門への配置換えが予定されていたそうだ。

析装置で、溶液の調整などの準備を除いて、1 回の操作に酸素との繋がりは今でも続いているが、ガス分析では消炎10 分は必要とした。

隔離式酸素計を試作した。ヒントは北川式検知管で、紙の1955 年、安価で迅速に船を作ることで、日本の造船業は燃えた長さで、酸素濃度を読みとるものである。もちろん、世界一となった。昔の船は鉄板を鋲（リベット）で繋いで北川式酸素検知管やアメリカのベックマン酸素計のように、いたが、第二次大戦前後の技術革新の一つであった電気溶売れることは少なかった。

接が実用化され、ブロック建造へ切り替わったことも幸い

ところで、労働災害は 20 世紀中頃と比較して、技術も発した。このため、酸素・アセチレン切断器が多用されるこ展した現在では激減した。しかし、ガスによる酸素欠乏、ととなった。ところが、暗くて狭い船内で原因不明の焼死硫化水素や一酸化炭素による中毒などは変化が見られない。

事故が続いて発生した。そこには塗料や溶剤はなく、目撃

地球の温暖化は微生物を増殖して、有機物から硫化水素の者もおらず、漏れたアセチレンか酸素の爆発と思われたが、発生も促進する。

参考となる外国の文献もないため、実験を命ぜられた。鉄

危険なガスは見えず、臭わず、多くは空気より重いため、箱に布を吊し、アセチレンを入れ、オルザット分析装置でガス事故の予防は容易でない。安全対策には、ガス自動警濃度を記録し、点火爆発させて布の変化を調べた。結果は報器の導入と、簡易迅速な作業者によるガス分析が、危険強い爆発を生ずる薄いアセチレンでは布は燃えず、濃い微予知に求められている。

弱な爆発では燃えて真っ黒となった。しかし、そんな濃いガスでは空気が少なくなり、酸素欠乏で倒れてしまうため、アセチレン犯人説は否定された。

KOMYO RIKAGAKU KOGYO K.K.

No.93

お 知 ら せ！
平成 15 年 5 月 7 日付け厚生労働省告示第 204 号においで厚生労働大臣が別に指定する測定器として指定を受けまて、北川式ホルムアルデヒド 710 型検知管が、「建築物にした（指定番号 1502）。なお、運用は平成 15 年 6 月 1 日

おける衛生的環境の確保に関する法律（ビル管法）施行規則」からとなっています。

厚生労働大臣指定（指定番号 1502）の 710 型検知管は弊社製造のエア−サンプラ S-20 シリ−ズでお使いください。

検知菅

サ ン プ ラホルムアルデヒド 710 型

S-21 ：静かに安定吸引、安価、AC 電源
JAPAN0.12ppm

0.100.080.06

0.04

0.010.02

S-23 ：静かに安定吸引、吸引流量をデジタル表示、AC 電源
S-25 ：小型軽量、マスフロ−センサ搭載定流量機能、
単 3 × 8（ニッケル水素電池も可）近日発売
測定範囲： 0.01 〜 0.12 ppm（印刷目盛、300ml 30 分間吸引）： 0.1 〜 1.2ppm（200ml 10 分間吸引の場合）［注］基準値 ： 0.1mg / m3（0.08ppm)
S-21

S-23

S-25

〈参 考〉
建築物衛生法におけるホルムアルデヒド測定の基本方針① DNPH 捕集-HPLC 法により測定する機器

1. 対象建築物② AHMT 吸光光度法により測定する機器（AHMT 吸光光度法

新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを行った特定建を原理とした簡易測定器は除く）

築物（ただし、空気調和設備又は機械換気設備を設けている場③ 厚生労働大臣が別に指定する測定器（2）サンプリング合に限る）。

① 場所：各階毎の任意の居室

2. 測定時期
新築・増築、大規模の修繕、大規模の模様替えを完了し、当② 時間帯：通常の使用時間

該建築物の使用を開始した時点から直近の 6 月 1 日〜 9 月 30 日

③ 位置：居室中央部の床上 0.75m 〜 1.20m の高さの間④ サンプル数： 1 ヶ所につき 1 サンプル
⑤ サンプリング時間： 30 分間

3. 測定方法⑥ 測定者：任意（1）測定器

R&R
RULES
RULES

REGULATIONSREGULATIONS

温室
度内補環
正境に測つ定い結て果の室内汚染物質の測定結果は、20 ℃あるいは25 ℃換算で示すことが行われていますが、何℃を標準として測定値を表すのが適切であるのか、調査した結果をご紹介いたします。
1. 目的の違いによる測定結果の示しかた。
（1）建築物衛生法（ビル管法）におけるホルムアルデヒド測定の基本方針［厚生労働省］
測定結果は測定時の気温と共にμg / m3 で示す。
別の温度に換算することは行わない。
（2）住宅性能表示基準による測定の場合［国土交通省］
測定結果は測定時の気温と共にμg / m3 で示す。
別の温度に換算することは行わない。
（3）厚生労働省の指針値と比較する場合［厚生労働省]① 測定結果は 20 ℃における試料空気中のホルムアルデヒド量（μg / m 3 ）を算出する。結果は測定時の気温、湿度と共に報告する。
換算は測定時の温度における 1m 3 中に含まれるホルムアルデヒドの量（マイクログラム）
が 1 × 293 （/ 273+t）m3 に含まれるマイクログラムとして計算し、μg / m3 の単位で表す。
② 20 ℃に満たない場合の補正（放散量の推定）の推奨
木質建材からのホルムアルデヒド放散量は、温度と湿度の影響を受けることが知られており（温度、湿度とも上昇と共に放散量が増加する）、これまでの研究から次の式がモデルとして適用できることがわかっている。
温湿度の条件により過少評価とならないよう、安全面を考慮して室温 20 ℃、湿度 50 ％を基準

2003 春号

製 品 情 報可燃性ガス検知警報器
熱線形半導体式センサにも対応

FA-480■ 指示警報部は小形・軽量■ 便利なテストスイッチ付■ 警報設定値はデジタル設定
仕形様
FA-480式

検知対象ガス

空気中の可燃性ガス

検 知 原 理

接触燃焼式

熱線形半導体式

検 知 範 囲0 〜 100 ％ LEL

0 〜 200ppm, 0 〜 5000ppm

濃 度 表 示
警報設定値

3 桁 LED デジタル
任意設定（標準 20 ％ LEL）

任意設定（標準 500ppm, 1000ppm）

警 報 精 度

設定値の± 25 ％以内

警 報 表 示赤色 LED 点滅・ブザー継続音

警報接点出力1ab、定格 AC125V、0.6A（抵抗負荷）

故 障 表 示赤色 LED 点滅、ブザー継続音

アナログ出力4 〜 20mA

電源

取 付 構 造AC100V、50 / 60Hz
壁掛型（パネル取付形はオプション）

検 知 点 数1点

本 体 寸 法120（W）× 205（H）× 69（D）mm

本 体 質 量0.9 kg

として温湿度補正を推奨している。
なお、ホルムアルデヒド以外の場合は放散量と温度の関係がわかっていないため、適用しない。
20 ℃の補正値 C ′＝ C × 1.09（20 − t）×100 （/ 50 ＋ RH）
C ：①で 20 ℃に換算した値
t ：測定時の平均温度
RH ：測定時の平均相対湿度
2．検知管で測定した結果の示しかた（1）住宅性能表示基準に関係するスクリーニングの場合① 測定時の温度を補正する検知管の温度補正
20 ℃以外で測定した場合は、温度補正係数を掛けて測定時の気温での ppm（温度補正後の濃度 C）を算出する。
② μg / m3 への換算′（μg / m3）＝ C × 30.03 × 1000 ÷（22.4 ×（273 ＋ t）/ 273)
C′t ：測定時の平均温度（2）厚生労働省の指針値との比較測定① 20 ℃での濃度を算出する。
（μg / m3）＝Ｃ′′÷（293 （/ 273 ＋ t））
Ｃ′＝ C × 30.03 ÷ 22.4 × 273 / 293t ：測定時の平均温度② 20 ℃未満で測定した場合の温度湿度補正推奨値の算出
C 推奨値＝Ｃ′× 1.09（20 − t）× 100 （/ 50 ＋ RH）
t ：測定時の平均温度
RH ：測定時の平均相対湿度

子供の頃からの謎に向かってこの間、マイコンの講習会を受講しました。

うことです。「なるほど！」ずっとよく分からら、ずいぶん良くなったと思います。もっとも、マイコンは、エアコンの温度調節から工場のロなかったコンピュータの動作の仕組みが分かり実際にプログラムを作るとなると、分からないボットの制御まで、いろいろな電気製品の制御ました。

ことが山ほどあって、道は先が長いですが、昔に使われています。でも、「同じマイコンが使実は、この謎は小学生のときからのもので、からやってみたかったことが、実現できそうなわれていることが多いんですよね！」同じマイ

当時はプログラムを作ってみたかったのです

こともあり、大変だという気持ちの一方で、ちコンなのにいろんなことができてしまうのが、が、さっぱり分からず、「こりゃ無理だ！」とょっとワクワクしています。（Ｎ）

以前から不思議でした。一体どういう仕組みに諦めて、それ以来、コンピュータは難しいものなっているのだろうと知りたくて、興味津津でだという、苦手意識がありました。

受講してきました。

今回、講習会に参加して良かったと思うのは、結果は以外と簡単で、マイコンの命令は単純コンピュータの仕組みを一通り見て、苦手意識な動作しかなくて、それをプログラムでたくさがなくなったことです。以前は、プログラムやん組み合わせて、複雑なことをやっているとい回路図を見たらハングアップしていましたか

サービス業務のお手伝い
日頃、社内デスクワーク、または販売店で無線機、治工具を持っていると自由に身動き面談していても当社の多種、多様の製品が実が出来ない状態です。それでも、センサ部へ際、どのように使用されているかは良く把握のガス吸引、センサ交換を済ませて無事に終出来ていない事を痛感しておりました。

了する事が出来ました。勿論、その後の製品

ある日、サービス員の都合がつかず、応援説明では、｢検知部はメンテナンスの容易な場に行く事になりました。これ幸いと思い、同所に取り付けしてください｣と必ず伝えるよう行する事にし、日曜日の昼間、住になりました。これも経験のおか宅街へと出掛けました。ガげと思っています。（Ⅰ）

ス検知とはおよそ無関係な場所と思いつつ、ある場所へ到着しました。何をするのかと思えば、マンホールの蓋を開けて中に入る準備を命じられました。ここは埋立地でメタンガスが少なからず発生しているのです。中は真っ暗で水が貯まっており、手の届きにくい場所に検知部が取り付けて有りました。また、配管の上を滑ったら、下に落ちてびしょ濡れです。ガスボンベ、懐中電灯、KOMYO CALENDAR

6JUN日

月火

水

木

金土

12345678

9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 287JUL29 30日

月

67火

水

木

金土123458

9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 318日

月火

水

木

金土12345678910 11 12 13 14 15 16AUG 17 18 19 20 21 22 2324/31 25 26 27 28 29 30

光明理化学工業株式会社 ホームページ http://www.komyokk.co.jp
本社 〒152-8503 東 京 都 目 黒 区 中 央 町 1 - 8 - 2 4☎ (03)5704-3511(代) FAX.(03)5704-3316
大 阪 支 店 〒530-0043 大 阪 市 北 区 天 満 4 丁 目 1 3 番 6 号☎ (06)6354-5800(代) FAX.(06)6354-5801
福 岡 営 業 所 〒812-0007 福 岡 市 博 多 区 東 比 恵 3 丁 目 2 7 番 1 号
FAX.(092)481-5037☎ (092)431-8803

札 幌 営 業 所 〒003-0807 札幌市白石区菊水七条2-7-1(SEビル5F)
FAX.(011)815-1106☎ (011)815-1121
北関東営業所 〒362-0048 埼玉県上尾市大字川236-1(第三加藤ビル)
FAX.(048)781-3078☎ (048)725-5682
名古屋営業所 〒460-0015 名古屋市中区大井町 3-15 (日重ビル 3F)
FAX.(052)332-5176☎ (052)332-5175《ほおぷ》No.93（2003・春号）
発行日： 2003 年 5 月 31 日
発行元：光明理化学工業株式会社
編 集：ほおぷ編集委員会
編集責任者 久保田
ほおぷ に関するお問合せは
左記の本社 TEL ・ FAX です