観察室望遠鏡
主な仕様と接続パーツ

仙台市天文台望遠鏡１（40cm反射赤道儀）＜鏡筒部＞ａ）４０ｃｍ反射望遠鏡
型 式 ： ニュートン／カセグレン切替式反射光学系
口 径 ： ４００ｍｍφ
焦点距離 ： ニュートン式 １６００ｍｍ（Ｆ４）カセグレン式 ４８００ｍｍ（Ｆ１２）
鏡面材質 ： 超低膨張セラミックガラス クリアセラム
鏡面処理 ： アルミ蒸着＋ＳｉＯコート
光学切替機構 ： １８０ フリップフロップ機構
鏡筒回転機構 ： センターピース部回転機構ｂ）同架望遠鏡 ＴＯＡ１５０屈折式望遠鏡
口 径 ： １５０ｍｍφ
焦点距離 ： １１００ｍｍ
口 径 比 ： Ｆ７.３型 式 ： ３群３枚 ＥＤトリプレットアポクロマート
ファインダ ： １１ ７０ｍｍ

＜赤道儀架台部＞
型 式 ： ドイツ式赤道儀
制御方式 ： コンピュータ制御機構
追尾精度 ：２.５ 角以内

駆動方式 ： 駆動振動の無いマイクロステップドライブ
駆動速度 ： 高速 対恒星時５００倍速中速 対恒星時 １６倍速
微速 対恒星時

５０％

追尾速度 ： 恒星時（大気差補正マニュアルダイアル付）
平均太陽時速
平均月時速
停止モード
ピリオディック補正 ： ＰＥＣ機構付
同架重量 ： １００ｋｇ以上
不動点高 ： １６００ｍｍ

望遠鏡２（15cm屈折赤道儀）＜鏡筒部＞ａ）１５ｃｍ屈折望遠鏡
型 式 ： ２群２枚 ＥＤアポクロマート
口 径 ： １５０ｍｍφ
焦点距離 ： １８００ｍｍ（Ｆ１２）ｂ）ファインダ ： １１ ７０ｍｍ

＜赤道儀架台部＞
型 式 ： ドイツ式赤道儀
制御方式 ： コンピュータ制御機構
追尾精度 ：２.５ 角以内

駆動方式 ： 駆動振動の無いマイクロステップドライブ
駆動速度 ： 高速 対恒星時５００倍速
中速 対恒星時 １６倍速
微速 対恒星時

５０％

追尾速度 ： 恒星時（大気差補正マニュアルダイアル付）
平均太陽時速
平均月時速
停止モード
ピリオディック補正 ： ＰＥＣ機構付
同架重量 ： ４０ｋｇ以上
不動点高 ： １８００ｍｍ

望遠鏡３（ε-180アストロカメラ）＜鏡筒部＞ａ）イプシロン１８０ＥＤ 反射望遠鏡
型 式 ： ハイパーボライドアストロカメラ［ジュラルミンフード付］
口 径 ： １８０ｍｍφ
焦点距離 ： ５００ｍｍ（Ｆ２.８）ｂ）ＴＳＡ１０２ 屈折望遠鏡
型 式 ： ３群３枚 アポクロマート、ＥＤレンズ式
口 径 ： １０２ｍｍφ
焦点距離 ： ８１６ｍｍ（Ｆ８）ｃ）１２５ＳＤＰ 屈折望遠鏡
型 式 ： ４群４枚 アポクロマート、ＳＤレンズ式
口 径 ： １２５ｍｍφ
焦点距離 ： ８００ｍｍ（Ｆ６.４）ｄ）ファインダ ： １１ ７０ｍｍ

＜赤道儀架台部＞
型 式 ： ドイツ式赤道儀
制御方式 ： コンピュータ制御機構
追尾精度 ：２.５ 角以内

駆動方式 ： 駆動振動の無いマイクロステップドライブ
駆動速度 ： 高速 対恒星時５００倍速
中速 対恒星時 １６倍速
微速 対恒星時

５０％

追尾速度 ： 恒星時（大気差補正マニュアルダイアル付）
平均太陽時速
平均月時速
停止モード
同架重量 ： ４０ｋｇ以上
不動点高 ： １６００ｍｍ

望遠鏡４（BRC-250 アストロカメラ）＜鏡筒部＞ａ）ＢＲＣ２５０ 反射望遠鏡
型 式 ： ベーカー準リッチークレチアン・アストロカメラ
口 径 ： ２５０ｍｍφ
焦点距離 ： １２６８ｍｍ（Ｆ５）ｂ）ＴＳＡ１０２ 屈折望遠鏡
型 式 ： ３群３枚 アポクロマート、ＥＤレンズ式
口 径 ： １０２ｍｍφ
焦点距離 ： ８１６ｍｍ（Ｆ８）ｃ）ファインダ ： １１ ７０ｍｍ

＜赤道儀架台部＞
型 式 ： ドイツ式赤道儀
制御方式 ： コンピュータ制御機構
追尾精度 ：２.５ 角以内

駆動方式 ： 駆動振動の無いマイクロステップドライブ
駆動速度 ： 高速 対恒星時５００倍速
中速 対恒星時 １６倍速
微速 対恒星時

５０％

追尾速度 ： 恒星時（大気差補正マニュアルダイアル付）
平均太陽時速
平均月時速
停止モード
同架重量 ： ４０ｋｇ以上
不動点高 ： １６００ｍｍ

市民観察用望遠鏡１ ４０ｃｍ反射望遠鏡接続パーツ

全体構成パーツ写真
Ａ ニュートン、カセグレン兼用 眼視アダプター（２インチ＆３１．７ｍｍ）
Ｂ カセグレン用天頂ミラー
Ｃ 天頂ミラー用３１．７アダプター
Ｄ 直焦・拡大用カメラアダプター＋ニコンマウント
Ｅ 拡大撮影用アイピース（ペンタックスＸＰ２４ｍｍ）
Ｆ ＰＬ１８０００冷却ＣＣＤカメラ用アダプター
Ｇ ＴＯＡ１５０用２インチ直焦点アダプター
Ｈ 拡大撮影用アイピース装着用変換リング

フィルターワーク
Ⅰ ２インチ→３１．７変換アダプター
Ｊ ４８ｍｍ対光害フィルター

眼視３１．７アイピースはＩの裏側にフィルターを取り付けます。
（２インチアイピースはアイピースに直接取り付けます）

撮影
Ｇの裏側にフィルターを取り付けて、ＧにＴリングニコンを取り付けます。

４０ｃｍ写真撮影用パーツ
拡大撮影（４０ｃｍ本体）
１＋３＋４で接続します
１ 接眼部接続アダプター
３ 拡大撮影筒

拡大撮影（ＴＯＡ１５０）
２＋３＋４で接続します
２ ２インチ接眼部接続アダプター
３ 拡大撮影筒４ Ｔリングニコン

直焦点撮影（４０ｃｍ本体）
１＋３の一番上のリング＋４で接続します
１ 接眼部接続アダプター
３の一部 ７５２２と記載のリング
４ Ｔリングニコン

直焦点撮影（ＴＯＡ１５０）
Ｇ＋４で２インチ部分に接続します
Ｇ ＴＯＡ１５０用２インチ直焦点アダプター
４ Ｔリングニコン

市民観察用望遠鏡２ １５ｃｍ屈折望遠鏡接続パーツ

全体構成パーツ写真
Ａ 眼視アダプター（２インチ＆３１．７ｍｍ）
Ｂ ２インチ天頂ミラー
Ｃ ＰＬ１８０００冷却ＣＣＤカメラ用アダプター
Ｄ カメラアダプター接続リング
Ｅ 拡大撮影用アイピース（ペンタックスＸＰ２４ｍｍ）
Ｆ 直焦・拡大用カメラアダプター＋Ｔリングニコン
Ｇ 拡大撮影用アイピース装着用変換リング

フィルターワーク
Ⅰ ２インチ→３１．７変換アダプター
Ｊ ４８ｍｍ対光害フィルター

眼視３１．７アイピースはＩの裏側にフィルターを取り付けます。
（２インチアイピースはアイピースに直接取り付けます）

撮影
Ｋの裏側にフィルターを取り付けて、ＧにＴリングニコンを取り付けます。

写真撮影用パーツ
拡大撮影
Ｄ＋Ｆで接続します
Ｄ カメラアダプター接続リング
Ｆ 拡大撮影筒＋Ｔリングニコン
Ｅ 拡大撮影用アイピース（ペンタックスＸＰ２４ｍｍ）

太陽投影
太陽投影時のアイピースはＬをご使用下さい市民観察用望遠鏡３ アストロカメラ（ε１８０、１２５ＳＤＰ）接続パーツ
直焦点撮影（一眼レフカメラ）
ε１８０
Ｃのカメラマウント（ワイドマウント）をレデューサーの後ろに装着します。（ニコン用）

１２５ＳＤＰ
Ｂのカメラマウント（ペンタックスカメラマウント）を１２５ＳＤＰの接眼部に取り付けます。

直焦点撮影（冷却ＣＣＤカメラＳＴ１０ＸＭＥ＋ＣＦＷ９Ａ＋ＡＯ７）
ε１８０
ＳＴ１０ＸＭＥ＋ＣＦＷ９Ａ＋ＡＯ７では合焦いたしません。ＳＴ１０ＸＭＥ本体のみでご使用の場合はＳＴ１０本体の接続部を３１．７ｍｍタイプにご変更のうえ通常のアイピースと同じ要領でお取り付け下さい。

１２５ＳＤＰ
Ａの接続リングをペンタックスの接眼部に取り付けた後ＣＣＤカメラを取り付けます。

直焦点撮影（冷却ＣＣＤカメラＰＬ１６８０３）
ε１８０
ＡのリングをＣＣＤカメラに取り付けた後、接眼部のレデューサーの後ろに取り付けます。
（※このパーツはＢＲＣ２５０用と共用となります。）

フィルターワーク
ε１８０
レデューサーの内側に取り付けます。（Ｍ５８タイプ）

１２５ＳＤＰ接眼部の内側に取り付けます。（Ｍ７７タイプ）

イメージシフト装置の取り付け方
ガイドスコープ（ＴＳＡ１０２）の３６．４接眼部に取り付けた後、３１．７アイピースアダプターを取り付けます。その後ＳＴ４０２等のオートガイダー用ＣＣＤカメラを取り付けます。

市民観察用望遠鏡４ アストロカメラ（ＢＲＣ２５０）接続パーツ
直焦点撮影（一眼レフカメラ）
ＢＲＣ２５０の接眼部に右の接続アダプター＋カメラマウントで取り付けます。

直焦点撮影（冷却ＣＣＤカメラ）
ＰＬ１６８０３
Ａのリングを上記一眼レフ用アダプターのＴリングと付け替えて取り付けます。
（なおこのリングはε１８０への取り付けと共用となります。）

ＳＴ１０ＸＭＥ（本体＋ＣＦＷ９Ａ＋ＡＯ７）
最初にＡの外リングのみをＢＲＣ２５０の接眼部に取り付けます。次にＢの内リングをＡＯ７に取り付けたのち外リングに差し込んで２本のネジでしっかりと固定します。
※注意／Ｂの内リングは２インチサイズとなっていますが、他の２インチパーツを取り付けないで下さい。ＢＲＣ２５０のレデューサーに当たりレンズに傷をつける恐れがあります。

フィルターワーク
ＢＲＣ２５０の接眼部を外し内側に取り付けます。
（Ｍ８２タイプ）※なお右のリングは４Ｘ５や６Ｘ７カメラを使用する
場合にカメラアダプターの内側にＭ８２フィルターを取り付けるためのリングです。

イメージシフト装置の取り付け方
ガイドスコープ（ＴＳＡ１０２）の３６．４接眼部に取り付けた後、３１．７アイピースアダプターを取り付けます。その後ＳＴ４０２等のオートガイダー用ＣＣＤカメラを取り付けます。