技術解説

ターボ機械の翼振動（その２：翼振動計測）
三上 隆男 *
Takao

Mikami１．はじめに

２．ひずみゲージによる翼振動計測

前号では、ターボ機械に特有な振動問題である

ひずみゲージによる振動計測は、最も信頼性の翼振動のメカニズムについて解説した。今回は、高い確立された方法として古くから行われていその翼振動を計測する技術について解説する。

る。欠点を挙げるとすれば、ひずみゲージ（含む

翼振動を計測するためにはセンサが必要であリード線）を接着あるいは溶射する作業が不可欠る。センサはひずみゲージが最も一般的に使用さで、熟練した技能が必要である。また、ひずみゲれている。翼は動翼と静翼に分けられる（前号参ージはある大きさを有しており、局所ひずみの計照）が、動翼の翼振動計測に的を絞って解説する。

測は困難でゲージ面積に相当する範囲の平均的な高速で回転するターボ機械の翼振動を計測するたひずみを計測することになる。
使用するひずみゲージは 200 ℃程度までの温度

めには、回転系から静止系にセンサ（ひずみゲージ）信号を伝達する手段が必要である。この点が環境では、市販の箔ターボ機械の翼振動計測を複雑なものにしていひずみゲージを接着る。伝達手段として、従来からスリップリングや剤で貼り付ける（図 1

テレメータが使用されている。

参照）。ゲージ長は 0.2

一方、ケーシングに取り付けたプローブから非mm 〜 30 mm までのも接触で翼振動を計測する技術が国内外各社で従来のが市販されているから利用されている。当部は Hood 社（米国）のが、ベース長は接着NSMS（Non-intrusive stress measurement system）を性を考慮して最小でH16 年度に導入し、ターボチャージャの翼振動計も 3.3 mm 程度の大き測に適用している。

さを有している。対

本稿ではひずみゲージによる翼振動計測及び非象物の大きさを考慮

接触翼振動計測について、できるだけ平易に解説してひずみゲージをする。

選定する必要がある。
接着剤はエポキシ系、

＊

計測事業部

計測エンジニアリング部

図 1 箔ひずみゲージ部長―19―

IIC REVIEW/2005/10. No.34

ポリエステル系等を使用する。それ以上の高温環翼面に直接スパッタリングすることによりひずみ境では、溶射型ひずみゲージ（フリーフィラメンゲージを形成する薄膜ひずみゲージがＩＨＩ空本ト型ひずみゲージ）をアルミナで溶射して貼り付部で実用化されている。

ける（図 2 参照）かセラミック系接着剤で貼り付

３．回転系から静止系への信号伝達ける。とくに、動翼の場合は高温／高遠心力環境下にあり、ひずみゲージが試験中に飛散すること

翼に貼付けられたひずみゲージは回転系に存在があるため、耐久性の高いひずみゲージ及びリーし、静止系の計器との間で回路を形成して信号をド線の貼付け技術が必要である。図 3 にターボチやりとりする必要がある。この目的のために、スャージャのタービン動翼に貼り付けた溶射型ひずリップリングやテレメータが利用されている。

みゲージの例を示す。この例ではグリッド幅： 3.53. 1

スリップリングmm、ゲージ長： 5 mm のゲージが溶射されている。

スリップリングによる信号伝達は古くから最も高温環境で使用する溶射型ひずみゲージは貼付広く用いられてきた。用途に応じた仕様（最高使け時の厚みを 0.5 mm 以下に抑えているが、計測対用回転数、チャンネル数、寸法、精度、寿命等）

象が小型翼の場合、空力性能を阻害したり、剛性を満足するものを選定しなければならない。スリ（固有振動数）に影響を与えることがあるため、ップリングは、ドラム型（リング外周にブラシが接触）、フェース型（円盤の側面にブラシが接触）、特殊型（水銀の流体接触を利用）に大きく分けられる。最近は同時多点計測の要求から多チャンネルのスリップリングも市販されている。
翼振動計測の対象となるガスタービンのような高速回転体の場合は、ドラム型が採用されることが多い。この場合、リングとブラシ間の発熱が問題となるため、図 4 に示すようにフレオン（現在は代替フロン）と潤滑油の混合液を循環させ、冷却・潤滑に使用する。

図 2 溶射型ひずみゲージ

図 3 溶射型ひずみゲージの貼付け例

図 4 スリップリング冷却システム例―

20―

スリップリングは通常、ターボ機械の軸端に設電源はバッテリと誘導電源の 2 種類が用いられ置される。図 5 に、一例として 200 チャンネルのている。前者は回転側に取付けられるが、バッテスリップリングが航空エンジン軸端に取付けられた

リ容量により試験時間が制限されると言う欠点が状況を示す。設置により軸系の振動に悪影響を与ある。しかし、構造が簡単で安価なため広く用いえず、また、自分自身の振動も小さくする必要がられている。後者は信号受信のアンテナを介してある。スリップリングと軸との接続方法、スリップ静止側から回転側に誘導電源を供給するもので、リングの固定及び芯出し等検討すべきことが多々計測時間の制限がないが、システムが複雑で高価ある。熱変形による芯ずれも考慮する必要がある。となる。
図 6 に誘導電源方式によるジェットエンジンの多チャンネル計測の概念図を示す。
テレメータ計測においては、送信器やバッテリはできるだけ回転体の中心部に設置し、遠心力の影響を少なくする必要がある。中心部への装着が不可能な場合は、高い遠心力に耐える送信器やバッテリを選定する必要がある。近年、ジェットエンジン用として 300,000 G、120 ℃雰囲気に耐える送信器（例： 14.3 mm × 16.7 mm × 34.5 mm，重量

図 5 多チャンネルスリップリングの設置例31 g）、超高速回転体であるターボチャージャ用と3. 2テレメータして超小型送信器（例：φ 18 mm × L 9 mm，重量センサであるひずみゲージからの信号を回転側5 g）が市販されている。図 7 にテレメータによるに取付けた小型の送信器で電波に変調して静止系ターボチャージャの翼振動試験の様子を示す。圧に伝送する。それを受信機側で復調し、さらに電縮機側の軸端に設置したカプセル内に小型テレメ気信号に変換するのがテレメータである。回転側ータ（φ 25 mm × L 25 mm）が装着されている。

及び静止側にそれぞれ送信アンテナ、受信アンテ（図 8 参照）

ナが必要である。
この方式は非接触式であるため、ノイズやドリフトはあまり問題にならない。ただし、回転側に送信器、アンテナ等を取付ける必要があり、他の方法に比べて回転体に対して大掛かりな改造が必要である。また、テレメータは非常に高価であり、同時に送信できる信号もスリップリングに比べて少ないが、取付けスペースの問題で、テレメータを利用するしかない場合が多々ある。また、デジタル処理により多点の信号を同時に出力できるテレメータも近年開発されており、測定点数の問題
図 6 誘導電源による多チャンネル計測例はなくなりつつある。

―21―

IIC REVIEW/2005/10. No.34

図 9 光学式翼振動計測法の概念図
図 7 ターボチャージャ翼振動試験の様子信号として検出し、シャフトの 1 箇所に付けたマーキングを別のセンサで検知して回転信号（リファレンス信号）とする。この回転信号と翼端部のパルス信号との時間差は、もし翼が振動していなければ各々の翼について一定の値をとるが、翼部が振動しているとこの値に変化を生じる。この変化分を検出して解析し、翼の振動を捉えるのがこの方式の原理である。図 10 にパルス信号の一例
図 8 テレメータの装着を示す。回転信号と翼のパルス信号との時間差の変化分をいかに精度良く検出し信号処理を行うか

４．非接触翼振動計測がポイントとなる。

一般には前述のように動翼にひずみゲージを貼

図 11 に代表的な 2 プローブ法による計測の説明

付け、スリップリングやテレメータを用いて計測を示す。上述のように翼が振動しているためにプしているが、高温／高速になるとひずみゲージのローブ A − B 間を移動する時間のバラツキが生じ剥離や信号伝達に不具合が生じ、計測の成功率がる。

低下する。非接触翼振動計測はひずみゲージを使

回転同期振動（回転数の整数倍が翼の固有振動用しないで動翼の振動状況を把握する技術であ数に一致する場合）について以下に計測原理を解り、センサの種類により光学的方法と電磁的方法説する。の 2 種類に分けられる。
4. 1

バネ質量系が加振力：

光学的方法

を受ける場

合の運動方程式は回転中の動翼の先端振幅を静止系から光学的に（1）計測する方法で、ＩＨＩ空本部の OPT-V、Hood社の NSMS 等がこれに相当する。

この方程式の解は過渡解を無視すると定常解の図 9 に光学式翼振動計測法の概念図を示す。静みが残り、止系のケーシング側からプローブにより翼端部に（2）レーザー光を投光し、反射光を光センサでパルス―22―

図 102 プローブ法のパルス列

図 112 プローブ法による計測

ここに、X は定常振動の振幅で、f は位相角で：減衰比ある。X 及び j は（2）（1）に代入することにより求：共振拡大係数めることができ、次の結果が得られる。

：振動数比

（3）

共振時（h ＝ 1）の片振幅を a res とすると、

ares ＝（4）であり、（2）式は以下の様になる。

（5）

さらに、検討を容易にするために以下の量を導入し、（2）式に代入する。

L を回転信号からプローブ A までの距離、U を：不減衰固有振動数（rad/s）

翼端周速度とすると、時刻 t ＋ Δt において動翼先：限界減衰係数

端がプローブ B の位置を通る時―23―

IIC REVIEW/2005/10. No.34

（6）ここで、L ＝ U•t であり、これを（6）式から差し引き整理すると（7）

次に、δ t を翼振動による信号到着時間のバラツ
キとし、を（7）式に代入して高次の微少量を省略すると（8）

ここで、h を変化させた時の δ t の最大値と最小法等による振動解析でモーダル変位とモーダル応力の関係を把握しているが、振動試験機を用いた値の差を求めると、加振試験により実験的に振幅と振動応力の関係を求める場合もある。
（9）

また、光学系を用いているため、オイルミスト、すす等の影響を受け易く、タービン等の計測では左辺を τ とおき、ares を求めるとパージが必要である。
しかし、長所としては、計測している全ての翼の振動状態を把握できること、非接触であること、（10）

長時間のモニタリングが可能であること、超高速回転体であるターボチャージャの計測が可能であ

したがって、共振点の近くで回転数を変化させ、ること等が挙げられ、トータル的に見ると、優れプローブ間の通過時間の最大値と最小値の差からた方法である。

（10）
式により動翼の振動振幅を求めることができる。

4. 2

電磁的方法

なお、2 プローブ法では回転同期振動の回転次光学式センサの代わりに渦電流センサを使用す数を特定できない。Hood 社は 3 本以上のプローブる。Hood 社は永久磁石を使ったセンサを開発した。

を使用することにより特定が可能となるシステム

非磁性体のケーシングであればケーシングに穴を（Circumferential Fourier Fit）を開発した。

あけないで翼タイミングパルスを検出することができる（図 12 参照）ため、Through The Case セン

光学的方法の短所としては、ひずみゲージのように振動応力を直接計測することができず、翼端サと呼ばれる。

振幅と最大振動応力との関係を事前に把握してお強力な永久磁石（サマリウムコバルト磁石やアく必要があることが挙げられる。通常、有限要素ルニコ磁石）で磁界を発生させ、翼が通過する際

―24―

参考文献
（1）仲田，皆川， 航空機用ガスタービンにおける計測技術（空力，構造計測） ，日本ガスタービン学会誌，Vol.29

No.6，NOV. 2001，

p19 〜 p24
（2）岩城，三堀他， 高圧力過給機の開発時における強度評価（第 1 報

翼振動の評価） ，日

本ガスタービン学会誌，Vol.29

No.3，May

2001，p70 〜 p75（3）岩城，三堀， 小型舶用ターボ過給機における翼振動の評価技術 ，日本ガスタービン学
図 12

渦電流センサによる計測例

会誌，Vol.29

No.4，July 2001，p51 〜 p55（4）Jimbo, K., Aono H., Chikata T., and Hagiwara Y.，の渦電流の変化は信号受信専用のコイルで検出す“Optical Blade Vibration Measurements of Axial-

る。比較的温度の低い圧縮機の計測には大変有効

Flow Compressor”，Proc. SESA 1983 Springであるが、タービンのような高温雰囲気で使用すMeeting.，1983

るのは困難である。しかし、空冷により 550 ℃ま（5）中野，望月， 軸流送風機動翼振動の非接触で使用に耐えるものが開発されている。

法による計測 ，ターボ機械，講演会，1985（6）Roth,H., “Measuring Vibration on Turbine Blade

５．おわりにby Optical Means”, Brown Boveri Review, 64,

ターボ機械の翼振動計測法について述べた。詳(1977-1)

細を割愛したので、不明な点は参考文献を参照頂（7）三 上 ， 松 田 ， セ ン サ 溶 射 技 術 ， I I C

ければ幸いである。

REVIEW/2004/10.

No.32，p40 〜 p44

最近は流体解析技術（CFD）や翼振動応答解析（8）三上， ターボ機械の翼振動（その１：翼振技術の進歩が著しく、かなりの精度で翼振動応力

動 の メ カ ニ ズ ム ） ， IIC REVIEW/2005/4.

を予測できるようになっているが、高次振動モーNo.33，p12 〜 p18

ドの場合は予測が困難であり、実測するしかない（9）社団法人と筆者は考えている。

Ⅲ

日本非破壊検査協会,

ひずみ測定

平成 10 年改定版

翼振動計測法は米国、英国を中心に開発がなさ（10）（株）共和電業

れているが、非接触翼振動計測が将来的には主流測機器「ひずみゲージ，センサ計総合カタログ」2004 〜 2005になっていくものと思われる。次号では Hood 社の NSMS について詳しく解説する。

―

25

―

IIC REVIEW/2005/10. No.34