必ずおお読みくだささい取扱

説明書

本質安全本
全防爆構構造（ic））
型
型式検定
定合格番
番号 第 TC22426 号

マノスタートランスミッタ
EMT1H 形

No. TR-EMT1H-ic-00

ＹＡ
ＡＭＡＭＯＴＯ ＥＬＥＣＣＴＲＩＣ ＷＯＲＫＳ ＣＯＯ．，ＬＴＤ．ＪＡＰＡＮ〒653-00031 神戸市長
長田区西尻池池町一丁目 2 番 3 号
TEEL.（078）631-6000 FAX.（0078）631-6020
0目 次ページ

はじめに .............................................................................................................................1
Ⅰ．注意事項 .................................................................................................................. 1
Ⅱ．本質安全防爆構造について
1．防爆機器としての認証 ............................................................................................. 2
2．本質安全防爆構造の考え方 ................................................................................. 2
3．防爆電気機器関係法令一覧 ................................................................................ 24．適合規格および指針 ................................................................................................ 25．本器の防爆性能 (Ex ic ⅡC T4 Gc) について ............................................ 3Ⅲ．各部の名称........................................................................................................................ 4Ⅳ．動作原理と構造の概要 .............................................................................................. 5Ⅴ．設 置
1．使用できる場所 ........................................................................................................... 52．取り付けについて ....................................................................................................... 6
3．セイフティバリヤについて........................................................................................ 64．配線・接続 ..................................................................................................................... 75．零点調整 ........................................................................................................................ 96．計測圧力と配管の接続 ........................................................................................... 97．配管についての注意 ..............................................................................................10Ⅵ．仕様
1．製品コード ...................................................................................................................112．一般仕様 ......................................................................................................................123．防爆に関する仕様 ...................................................................................................12Ⅶ．EMT1H形用アクセサリ ..................................................................................... 13
Ⅷ．廃棄について........................................................................................................ 15
Ⅸ．定期校正 ................................................................................................................ 15
Ⅹ．保証について........................................................................................................ 15
Ⅺ．適用用途 ................................................................................................................ 15Ⅻ．サービスについて ............................................................................................... 15

はじめ に
このたびは「マノスタートランスミッタ EMT1H形」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本器はマノスタートランスミッタ EMT1形をベースに、本質安全防爆構造となるように改良を行った微差圧伝送器です。本来の高精度微差圧伝送器の性能に加えて、可燃性ガスが発生するような危険な場所でご使用になっても点火源とならない防爆性能が特長です。

△！

注意

安全にお使いいただくために・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、仕様内で正しく安全にお使いください。
誤って使用されますと故障の原因となり、損害や事故等が発生することがあります。
・この取扱説明書は大切に保管してください。

Ⅰ．注意事項
本器は本質安全防爆構造です。本質安全防爆構造は他の防爆構造と比較して高い信頼性を持ちますが、防爆構造の前提条件を守らないと著しく信頼性が低下し、防爆性能を維持できません。本器の使用にあたっては下記の注意事項を必ずお守りください。防爆に関する詳しい内容につきましては下記参考文献をご覧ください。
参考文献
・工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1：2015 発行 (社)産業安全技術協会
・工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-6：2015 発行 (社)産業安全技術協会
・ユーザーのための工場防爆設備ガイド
JNIOSH-TR-44(2012)
発行 (社)産業安全技術協会△警 告！

・対象ガス雰囲気以外の危険場所では使用しないでください。
対象外の可燃性ガス雰囲気で使用すると、本器が点火源となって爆発する危険性があります。

・本器は付属のセイフティバリヤと組み合わせて使用してください。
付属のセイフティバリヤと組み合わせないで使用すると、本器が点火源となって爆発する危険性があります。

・配線のキャパシタンス、インダクタンスは許容値以下で敷設してください。
許容値を超える配線は点火源となるエネルギーを蓄積するため、爆発する危険性があります。

・配線は電磁誘導および静電誘導の影響を受けないように敷設してください。
電磁誘導や静電誘導により電圧および電流が誘起されると、点火源となる火花が発生し、爆発する危険性があります。

・カバーを取り付けた状態で使用してください。
カバーを外した状態では本質安全性は保障されず、危険場所で使用することはできません。

・本器にシールを貼る場合は、表面積 400mm2 以下または厚み 0.2mm 以下にしてください。
また、非金属材料部の清掃には水で濡らしたウェスを使用してください。
静電気の帯電により点火源となる火花が発生し、爆発する危険性があります。

・腐食性ガスや有毒ガスの圧力測定に使用しないでください。
本器は耐食形ではありません。腐食性ガスや有毒ガスの圧力測定に使用すると、内部機構が腐食し、ガスが放出され、人体に危害を及ぼす恐れがあります。

・振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
振動や衝撃の大きい場所で使用すると、性能低下や故障を誘発し、傷害や災害の原因となります。

・分解および改造は行わないでください。
分解や改造を行うと保証の対象外となるだけでなく、性能低下や故障を誘発し、傷害や災害の原因となります。

△注 意！

・設置場所や取付方法は取扱説明書に従って確実に行ってください。
・清掃には有機溶剤を使用しないでください。
有機溶剤を使用すると、表面が溶剤に浸食され、塗装が落ちる等の性能低下や故障の原因となる恐れがあります。

・配管を強く引っ張らないでください。
配管を強く引っ張ると口金が折損する恐れがあります。

1

Ⅱ．本質安全防爆構造について
1．防爆機器としての認証
日本国内では、防爆機器は防爆構造電気機械器具の型式検定に合格したもののみ使用することができます。
防爆の型式検定には、電気機械器具防爆構造規格に基づく指針（通称：構造規格）と、国際規格に整合した指針（通称：技術的基準）の２種類があり、本微差圧伝送器（EMT1H形）は技術的基準である国際整合防爆指針2015に適合した本質安全防爆構造の防爆構造電気機械器具として、認証機関による検定に合格し、認証を受けています。
（公益社団法人産業安全技術協会 型式検定合格番号 第TC22426号)

2．本質安全防爆構造の考え方
防爆構造には下記のようなものがあります。
防爆構造

防爆の方法

概要

内圧防爆構造油入防爆構造樹脂充填防爆構造

点火源の隔離電気機器の点火源となる部分を周囲の爆発性雰囲気から隔離することで防爆性を確保する。
電気機器の内部では爆発が発生するが、その火炎が周囲の爆発性雰囲気に引火しないように隔離することで防爆性を確保する。

耐圧防爆構造安全増防爆構造

安全度の増強正常状態において、点火源となるような火花発生部や高温部が存在しない電気機器について、さらに安全性を向上させることで防爆性を確保する。

本質安全防爆構造

点火能力の抑制

本質的に安全な回路を用いることにより、正常状態および定められた故障状態においても、点火源となるエネルギーの発生を抑制することで防爆性を確保する。

EMT1H形の防爆構造である本質安全防爆構造について、基本的な考え方を下記に示します。
(1) エネルギーを抑制すること
可燃性ガスに引火するには一定量以上のエネルギーが必要です。万一、火花が発生しても火花のエネルギーがこのエネルギーに満たなければガスには引火しません。このため微差圧伝送器に必要以上のエネルギーを送らないように、非危険場所に設置するセイフティバリヤでエネルギーの制限を行います。
(2) エネルギーを蓄えないこと
エネルギーの供給を外部で制限しても危険場所側で蓄積しては意味がありません。本器では回路中に蓄積するエネルギーを抑制し、点火源とならないように設計されています。
(3) 温度上昇を抑制すること
可燃性ガスは温度によっても発火します。本器は使用周囲温度内であれば、対象となるガスが発火しない温度上昇となるように設計されています。

3．防爆電気機器関係法令一覧(1) 労働安全衛生法(2) 労働安全衛生施行令(3) 労働安全衛生規則(4) 機械等検定規則(5) 電気機械器具防爆構造規格(6) 工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2015）

S47.06.08 法律第57号
S47.08.19 政令第318号
S47.09.30 労働省令第32号
S47.09.30 労働省令第45号
S44.04.01 労働省告示第16号
H27.08.31 基発0831第2号等

4．適合規格および指針(1) 電気機械器具防爆構造規格(2) 工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2015）

S44.04.01 労働省告示第16号
H27.08.31 基発0831第2号等

2

5．本器の防爆性能 (Ex ic ⅡC T4 Gc) について
Ex
①ic
②ⅡC
③T4④Gc⑤①国際規格に整合した防爆指針による防爆構造であることを表します。
②「i」は本質安全防爆構造を表し、「ia」「ib」「ic」に区分されています。
※「ic」は、「ia」「ib」としては使用できません。
③機器のグループを表し、「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」に区分されています。
また、「Ⅱ」「Ⅲ」については、さらに「A」「B」「C」のいずれかを付け加えて細分化されます。
グループⅠ：坑気の影響を受けやすい鉱山で使用可能。
グループⅡ：坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所で使用可能。
※「ⅡC」は「ⅡB」「ⅡA」としても使用可能です。
グループⅢ：坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性粉じん雰囲気で使用可能。
④温度等級を表し、使用温度範囲内で機器が到達する最高表面温度によって区分されています。
※グループⅡは③、④の組み合わせで下記のように使用可能なガス雰囲気の範囲が決まります。

→ 大ⅡC

小←

表Ⅱ-(1) 代表的な爆発性ガスのグループおよび温度等級
グループ 小 ←危 険 度
温度等級（発火温度）
ⅡA
ⅡB
アセトン
アンモニア
エタン
酢酸
T1
一酸化炭素
酢酸エチル
（450℃超）
トルエン
ベンゼン
メタン
酢酸イソペンチル
ブタン
エタノール
T2
プロパン
エチレン
（300℃超～450℃以下）
メタノール
エチレンオキシド
無水酢酸
T3
ヘキサン
（200℃超～300℃以下）
危険度T4（135℃超～200℃以下）

水性ガス
水素

アセチレン

ジエチルエーテル

アセトアルデヒド→大T5（100℃超～135℃以下）
T6（85℃超～100℃以下）

二硫化炭素※本表の内容は「ユーザーのための工場防爆設備ガイド JNIOSH-TR-44(2012)」によるは本器を使用できる範囲を示します。
⑤機器保護レベル（EPL）を表し、設置できる危険場所を示します。
本質安全防爆構造のグループⅡは「Ga」「Gb」「Gc」のいずれかに分類されます。
「Ga」：第2類危険箇所、第1類危険箇所、特別危険箇所 に設置可能。
「Gb」：第2類危険箇所、第1類危険箇所 に設置可能。
「Gc」：第2類危険箇所 に設置可能。

△！

注意

本器は耐食形ではありません。
上記範囲内のガスであっても腐食性ガス雰囲気では使用できません。

3

Ⅲ．各部の名称
各部の名称（ビニル管用）およびパネルカット寸法100
パネルカット88

4×φ5 取付用長穴

88±0.3116±0.3

116

100

4×M4 カバー取付用ねじ

4×φ5または4×M4
口金(LOW)

口金(HIGH)

IP20の仕様を満足するよう、カバーを取り付けてご使用ください。
カバー

115

電線取出口(G1/2めねじ)

ＬＯＷ

327Ｇ
ＨＩ Ｈ

銘板
554

Ⅳ．動作原
原理と構造のの概要
圧力が口金（HIGH）、口金（LOW））、または両方方同時に加わるとダイヤフラ
ラム①およびダダイヤフラムデ
ディスク②が、二重板ババネ先端部にに取り付けてああるコア③を上上方または下方方に動かしますす。
コアのの外周にはコイイルⓐとコイル
ルⓑの2つがボボビン④に巻ききつけてあり、ボボビンは受圧圧室と外界を仕仕切っています。コア
アが上下に移動動すればコイル
ルⓐとⓑのイ ンダクタンス（（電磁相互作用用）量が一方はは増、他方は減と差動的に変化しします。このイインダクタンスのの差の量は圧圧力に比例するるため、インダダクタンスの差差動値を計測すすることで間接的に圧圧力を測定すすることになりまます。
電子回回路ではコイル
ルⓐとコイルⓑⓑのインダクタタンスの差を発発振回路と検波波回路で電圧圧に変換します
す。その後、増幅回路路でスパン及及びゼロ点調整整を行い、リニニアライザ回路路で直線性を補補正します。
出力回回路は外部接接続機器から見見ると4～20mAAの電流源としして働き、そのの電流値をリニニアライザ回路
路の出力電圧に比例ささせることによより、圧力値を電流値で示しします。
構造説明図

電子子回路ブロックダイアグラム
スパンセット ゼロセセット

増幅回路
検波回路

ﾘﾆﾔﾗｲｻﾞ
出力回路

外部接続
機 器

4～20mAA DC
43－

微差圧伝送器用
24V DC電源含む
む＋E

発振回路
口金(HIGH))

口金(LOW))

ダイヤフラム

E接地
地

Ⅴ．設 置
1．使用
用できる場所所
本器はは第2類危険箇箇所のみに使使用できます。
本器はは下記条件をを全て満たす場場所に取り付けけて使用してください。
対象
象ガス雰囲気爆発性ガスのp.3表Ⅱ-((1)「代表的な爆のグループおよよび温度等級級」参照。
※腐食性性ガスには使用用できません。

周囲
囲温度

0℃～＋40℃（ただし氷氷結しないこと）※周囲温
温度が急変するる場所への設置は避けてください。

周囲
囲湿度

90%RH以下
下（ただし結露
露しないこと）△！

警告
告△！

注意
意

腐食性ガ
ガスや有毒ガガスの圧力測定定に使用しないいでください。

・静電気
気の帯電しやすすい環境ではは取扱いに十分分注意してくだださい。
・屋外へへの直接取り付付けはできまません。屋外収収納箱に収めてて設置してくだださい。
・強度のの電磁界を発生する装置かからはできる限限り遠ざけてくください。
・本器ははカバーを取りり付けた状態 でIP20となりまます。必ずカババーを取付けけて使用してください。

5

2．取りり付けについて
・本器
器は必ず水平姿姿勢（傾斜角±5°以内）でで取り付けてくください。
※取取り付け面が垂垂直の場合は、[垂直壁面取取付用ブラケッット]（p.12参照
照）を使用しててください。
・調整
整・保守のためめ、本器の上方方に最小0.5mmの空間を取っってください。

3．セイ
イフティバリヤ
ヤについて
本器はは付属のセイフティバリヤ（MTL7787+）とと組み合わせてて使用することとで本安回路 を構成しますす。
付属のセイフテティバリヤ（MTLL7787+）外形形図※セセイフティバリヤヤ（MTL7787++）の設置・配配線について
・本
本バリヤは非非危険場所に設設置し、単独ででA種接地しててください。
・本
本バリヤをDINNレールに取り付けることでで、バリヤの接接地端子とDINレールは導通通します。
・D
DINレールを金金属製のパネネルやキャビネネットに取り付ける場合は、単独でA種接接地するためにに絶縁ブロッククやアースターーミナル等が必必要ですのでで、別売のDINNレールセット（p.12参照）をを使用してくだださい。

△！

注意意

セイフテ
ティバリヤ（MTTL7787+）の詳
詳細についてはは下記URLををご確認ください
い。
クーパパー・インダス
ストリーズ・ジャャパン株式会社 http://wwww.cooperinddustries.jp/

64．配線線・接続（1）接接続図
図
図Ⅴ-(1) 端子子接続図
・弊社受信計
計は、微差圧伝伝送器用直流電源回路路を内蔵していいるため、別置の直流電電源は必要ありりません。
※EMP5を使使用する場合、18-19間に入力抵抗抗50Ωが必要でです。

・使用する244V DC電源は、定電圧でリップルが0.22VP-P以内の電源を使用してください
い。
・DC電源の00V端子はなるべくバリヤの接地端子にに接続してくだださい。
・負荷抵抗はは250Ω以下でで使用してください。

図Ⅴ
Ⅴ-(2) 端子配配置図

端子台
端子1 ----- 何も接続続しないでくだださい。
端子2 ----- 何も接続続しないでくだださい。
端子3 ----- 微差圧伝伝送器出力（+）
端子4 ----- 微差圧伝伝送器出力（-）

△！

注意
意

・端子台
台と接地端子にはM4のねじじに適合する圧圧着端子を使使用して確実にに接続してくだださい。
・端子ね
ねじは1.0～1.3
3N・mの力で締締め付けてくだださい。
・必要以以上の締め付付けは計器を損損傷しますのででご注意くだささい。
・本安回回路の配線ケ
ケーブルはシーールド付を使用し、シールドはセイフティ
ィバリヤの接地端子に接続ししてください。

7

（2）電源について電源電圧はDC24V±10％（リップル0.2V P-P以内）で使用してください。
（3)配線について
本器の電気回路は、点火源となるようなエネルギーを蓄積しないよう、キャパシタンスおよびインダクタンスを制限しています。
しかし、本器からセイフティバリヤまでの配線（本安回路）がもつキャパシタンスおよびインダクタンスは、設置環境により異なるため、ユーザー様で許容値以下に制限していただく必要があります。
下記の条件を満たすように配線してください。
EMT1H～セイフティバリヤ（MTL7787+）間の配線条件
キャパシタンス（Cc): 0.05μF
以下インダクタンス（Lc）: 2.00mH以下
配線抵抗: 10Ω以下
電線の導体断面積: 0.5～2.5mm2※配線後に配線ケーブルの調整を行うのは難しいため、あらかじめ使用するケーブルのキャパシタンスおよびインダクタンスを実測して、ある程度目安を付けてから施工されることをおすすめします。

△！

注意・「図Ⅴ-(1) 端子接続図」の通りに配線し、施工後は必ず誤配線がないか、確認してください。
・配線や配管は信頼性の高い部品を使用してください。
配線については参考文献の「ユーザーのための工場防爆設備ガイドJNIOSH-TR-44(2012)」に設置環境に応じた詳しい解説が記載されていますのでご参照ください。

8

5．零点調整
本器は水平姿勢で設置後、必ず零点調整を行ってください。
（1) 配線・接続に誤りがないか確認後、電源を供給し、10分間程ウォームアップをしてください。
（2) 本器の口金部配管をHIGH側、LOW側ともにはずして大気開放とするか、校正用バルブ装置が設置されている場合は、そのバルブを操作し、口金(HIGH)と口金(LOW)に加わる圧力差をゼロにしてください。
（3) 本器のカバーをはずして内部のZERO SET調整器を回し、表Ⅴ-(1)の零点出力電流に正しく合わせてください。
図Ⅴ-（3) 伝送出力図（圧力ー出力信号）（片圧レンジ用）

図Ⅴ-(4) 調整器配置図
SPAN SET 調整器（ゼロセンタレンジ用）

出力信号
（mA）

ZERO SET 調整器

20124050

1000-50
圧力（％FS）

0+50E

（注意）
SPANSET調整器は工場にて調整済です。
回さないでください。

表Ⅴ-(1) 出力信号表
零点出力電流△！

注意

片圧レンジ用

ゼロセンタレンジ用

4.0mA DC12.0mA DC

・零点調整は爆発性雰囲気では行わないでください。
・零点調整後は本器のカバーを元通りに取り付けてください。
カバーを外した状態では防爆性能は保障されません。

6．計測圧力と配管の接続(1) 正圧（陽圧）の計測口金(HIGH)に配管を接続してください。口金(LOW)は大気開放となります。
(2) 負圧（陰圧）の計測口金(LOW)に配管を接続してください。口金(HIGH)は大気開放となります。
(3) 差圧の計測
圧力の高い方を口金(HIGH)に、低い方を口金(LOW)に接続してください。

△！

注意

ゼロセンタレンジの計器でゲージ圧を計測する場合、受信計等の符号（＋、－）と実際の配管内圧力の極性を合わすため、配管は高圧側口金(HIGH)に接続してください。
低圧側口金(LOW)は大気開放にします。

9

7．配管についての注意

12・配管の前に「Ⅶ．EMT1H形用アクセサリ」の項も必
ずお読みください。
・保守時のことを考えて右図のように、校正用バルブ装置の取り付けをおすすめします。

4EMT1H

ダクト
3①校正用バルブ装置 ③総圧側バルブ②静圧側バルブ④均圧バルブ・共通配管の禁止
圧力検知器と計器との配管は、右図のように1系統ごとに単独配管とし、隣接の系統と共通配管をしないでください。共通配管をした場合、系統ごとの圧力が干渉し合って誤差が生じます。

・ドレンによる配管づまりの防止
配管途中にドレンがたまると圧力の測定誤差が生じるため、計器は必ず圧力検知器の圧力取り出し口より上方に取り付け、配管中にできたたるみにドレンがたまらないようにしてください。やむを得ない場合には、右図のように配管中にドレンタンクを設置し、定期的に掃除をしてください。掃除後は確実に気密が保たれているかを確認してください。

通路

単独配管 ○

共通配管 ×

Ａ室

Ａ室

Ｂ室

EMT1H

EMT1H

EMT1H

Ｂ室
EMT1H

通路

ドレンタンクドレン

・高温ガスの圧力設定
高温ガスの圧力設定は圧力検知器（ピトー管）に耐熱金属（たとえばステンレス鋼管）を使用し、計器本体との間を高温ガス冷却に必要な長さの金属管で配管してください。

・長距離配管による誤差
計器を長距離配管する場合は応答速度が遅くなります。途中の配管はできるだけ太くしてください。
また、高・低両側の配管条件が著しく異なると、配管抵抗が高圧側と低圧側で異なるため、圧力伝達時間差が生じ正確な差圧が計測されません。

10Ⅵ．仕様
1．製品品コード

圧力レンジコード

圧力レンジ
ジ

D 100 ～ 10PaP

D 150 ～ 15Pa
P

D 200 ～ 20PaP

D 300 ～ 30

PaP

D 500 ～ 50

PaP

D 750 ～ 75

PaP

D 1000 ～ 100 Pa
P

D 1500 ～ 150 Pa
P

D 2000 ～ 200 Pa
P

D 3000 ～ 300 Pa
P

D 5000 ～ 500 Pa
P

D 7500 ～ 750 Pa
P

D 10000 ～ 1000 Pa
P

E10 ～ 1kP
Pa

E20 ～ 2kP
Pa

E30 ～ 3kPPaE50 ～ 5kP
PaE 100 ～ 10 kP
PaE 200 ～ 20 kP
Pa

E 300 ～ 30 kP
Pa

E 500 ～ 50 kP
PaE 1000 ～ 100 kPPa

D +-10-10 ～ +10 PaP

D +-20-20 ～ +20 PaP

D +-30-30 ～ +30 PaP

D +-50-50 ～ +50 PaP

D +-100-1000 ～ +100 PaP

112．一般仕様
品名

微差圧伝送器

形式

EMT1H形

圧力測定方式

差圧式

測定ガス体

空気及び非腐食性ガス（液体は不可）

計器本体耐圧力500kPa

定格電圧

24V DC±10％（リップル0.2V P-P以内）

出力信号4～20mA DC (負荷抵抗250Ω以下)

耐電圧

端子－接地端子間AC500V 50/60Hz 1分間 1mA以下

使用周囲温度0～+40℃（ただし氷結しないこと）※

使用周囲湿度

90％RH以下（ただし結露しないこと）
5～10Hz 振幅 10mm、耐久振動

10～50Hz 加速度 39m/s2（3 軸方向各 2h）

耐衝撃

100m/s2（3 軸方向各 6 回）

取付姿勢

水平（0°±5°）

質量約1100g※防爆電気機器の通常の周囲温度範囲（-20℃～+40℃）とは異なります。

3．防爆に関する仕様
防爆性能
適用指針

本質安全防爆構造 （Ex iｃ ⅡC T4 Gc）
JNIOSH-TR-46-1：2015
JNIOSH-TR-46-6：2015

本安回路許容電圧（Ui）

28V

本安回路許容電流（Ii）

100mA

本安回路許容電力（Pi）

0.7W

内部インダクタンス（Li）

無視できる値

内部キャパシタンス（Ci）

無視できる値

対象ガス雰囲気

p.3表Ⅱ-(1)「代表的な爆発性ガスのグループおよび温度等級」参照。

容器の保護等級

IP20

機器保護レベル（EPL）

Gc

設置可能な危険場所第２類危険箇所

12Ⅶ．EMT1H
H形用アクセセサリ
売品］
セイフティバリヤ
ヤ用DINレール
ルセット ［別売DIN レールル取付イメージジ

品番：DDIN-T1H・付属ののセイフティバリヤ
ヤを単独でA種種接地するため に本DINレールルセットを使用ししてください。
・セイフテ
ティバリヤは5個個まで取付可能
能です。

135鋼
［別売品］
垂直直壁面取付用 ブラケット 鋼製

8×φ5
微差圧伝送器
取付穴※取付ねじは含まれてておりません

110

100

5525

1.6

135

4×φ7
壁壁面取付穴

品番番：BRKT-EMT
T1

・本器はは必ず水平姿勢勢（傾斜角±5°以内）で取り付付けてください。
・取り付けけ面が垂直な場場合は、垂直壁壁面取付用ブララケットを使用してて水平に取り付付けてください。
・調整・保保守のため、本本器の上方に最最小0.5mの空間間を取ってくだささい。
ケーブル
ル配線用
CD製 ［別売品］
金属製製ケーブルグラ
ランド ZDC,FC【RRoHS 非対応】
適合電電線外径(mm)品 番

ゴムブッシュの色
最小

最大SC4-1T

グレー

3.5

7.0

SC4-2T

ブラック

6.5

9.0

SC4-3T

レッド

8.5

11.0

・本器のの配線を計装ケーブルで行うとときには、上図ののケーブルグランドを使用しててください。
・使用すするケーブルの仕仕上がり外径にに注意し、袋ナッットを締めた時にゴムブッシュがケーブルの外外径を押さえ込込むサイズのものを選選んでください。
・ケーブ
ブルはシールド付付を使用してくだださい。

13

コンジット配線用

ＶＴ形口金（（ビニル管用）
黄銅
銅製 ［ビニル管管用標準装着品］

コンジ
ジット用アダプ
プタ
黄銅
銅製 ［別売品］

品番：ADPA-EM
品
MT1

品番
番：KGAT1VT電線引込口はGG1/2のめねじでです。薄銅配線
線管呼本器の電び19、ままたは金属製可可とう電線管のコ
コンジットパイプ 中を通して配配線するときは、左図のコンジッット用アダプタをを使用してくだささい。

FV形＞に標準準装着のビニル管管、ゴム管、ウ＜EMT1HC0F
レタン管等用のの口金です。
配管は内径6、、肉厚は1mm以以上を使用してください。ただし、ライン圧がが50kPa以上の場場合には、耐圧圧力（真空圧も含む）を持つ管管を選定してくだださい。

金属管用、リンググジョイント式）
Ｍ
ＭＴ形口金（金インナース リーブセット

黄銅製 [金属管用標準装着品]

ポリプロピレンン製 [別売品]

品番：KGAT 1MT

品番：XIN6X4品＜EMT11HC0FM形＞にに標準装着の銅銅管、アルミ管等等用の口金でです。外径6（6±0.1）の金属管管を接続できまます。
プラスチチック管（外径6×内径4）を接続続する場合は、 黄銅製のスリリーブを外し、別別売の樹脂製イインナースリーブブセット（XIN6×4）を使用しててください。（図Ⅶ-1）

金属管用口金
金にプラスチックク管（外径6×内内径4） を接続するときに必要要です。（図Ⅶ--(1)）

図Ⅶ-(1)
インナー（樹脂製）
ーブ（樹脂製）
スリー
プラスチック管

インナーースリーブ方式のププラスチック配管

△！

注意
意

・口金はは 1.2N・m の力力で締め付けけてください。
・必要以以上の締め付付けは計器を損損傷しますのででご注意くだささい。

14

Ⅷ．廃棄について本器を廃棄する場合は、法令・法律に従ってください。
なお、本器は鉛入りはんだを使用しています。

Ⅸ．定期校正一般に計器の寿命・信頼性を長期間保持するためには、外部要因によるストレスをかけないことが重要です。本器は取扱説明書に従って適正に使用していただければ特に保守の必要はありませんが、1 年に 1 回の定期校正をおすすめします。定期校正については代理店または弊社までお問い合わせください。

Ⅹ．保証について保証期間
製品の保証期間は、弊社と直接取引のあるご注文主の指定場所に納入後 1 年といたします。
保証範囲
上記保証期間中において弊社の責任による故障や瑕疵が明らかになった場合は、その製品の修理、または代替品の供給を無償にて行います。
ただし、保証期間内であっても、故障や瑕疵が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
(1) 取扱説明書、仕様書、弊社製品カタログなどに記載された以外の不当な条件、環境、取り扱い、使用方法による場合(2) 故障の原因が弊社製品以外の事由による場合(3) 弊社以外での改造、修理による場合(4) 弊社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による場合(5) その他、天災、災害など、弊社の責任ではない外部要因による場合
なお、ここでいう保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、製品の故障や瑕疵により誘発される損害は保証の対象外とさせていただきます。
※弊社製品保証は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

Ⅺ．適用用途
弊社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。
従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。
(1) 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される設備(2) 電気、ガス、水道などの公共設備(3) 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用(4) 上記（1）および（2）に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

Ⅻ．サービスについてサービスの範囲
製品の価格には、技術者派遣などのサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別個に費用を申し受けます。
(1) 取付調整指導および試運転立会(2) 保守点検、調整および修理(3) 技術指導および技術教育(4) 製品の弊社工場における立会検査＜おことわり＞取扱説明書に記載された製品の仕様および内容につきましては、改善等のため断りなく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
15