【 取 扱 説 明 書 】
デジタル回転・速度・流量指示計

ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－４３１シリーズ

シリーズ名出力入力

電源

形状機

能ＳＰ－４３１

無記

警報出力:ＮＰＮオープンコレクタパルス出力 ２段

Ｐ２

警報出力:フォトモスリレー出力 ２段
無記

ＮＰＮオープンコレクタパルス入力、または電圧パルス入力（内部スイッチ切り換え）Ｖ

タコゼネ信号入力

0.3V～80V (P-P)

Ｎ３

サイン波信号入力

20mV～20V（P-P）

１０Ｄ

１／１０分周入力
無記

ＡＣ１００／２００Ｖ±１０％ (50/60Hz共用)

ＡＰ

輸出向け

１２

ＤＣ１２Ｖ電源（センサ用電源無し）

２４

ＤＣ２４Ｖ電源（センサ用電源無し）

４８

ＤＣ４８Ｖ電源（センサ用電源無し）
無記

ＡＣ１１５／２３０Ｖ±１０％

Ｗ７３×Ｈ７３×Ｄ１２６ｍｍ
ＤＩＮパネル埋め込み型

ユーアイニクス株式会社【 第１０版 2015. 9. 4 】@SP-431(10)■ご使用に際しての注意事項とお願い
この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
注意
１．電源電圧は仕様範囲内で使用してください。
２．負荷は定格以下で使用してください。
３．直射日光はさけて使用してください。
４．可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください 。
５．定格を越える温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。
６．本体に激しい振動や衝撃を与えないでください。
７．本体に金属粉・埃・水等が入らないようにしてください。
８．ノイズの発生源、ノイズがのった強電線から入力信号線の配線、および製品本体を離してください。
９．電源配線時は感電等の事故に注意してください。
１０．通電中は端子に触らないでください。感電の恐れがあります。
１１．電源を入れた状態で分解したり内部に触れたりしないでください。
感電の恐れがあります。

－ A －

■目次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

３．メータの取り付け方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

４．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４～５

５．端子台の接続方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６

６．入力回路の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

７．設定メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

８．各設定のキー操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９～１０

９．初期設定値と初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
１０．各モードの内容と設定方法「モードＮｏ．０」小数点位置の設定・・・・・・・・・・・・・・・１２「モードＮｏ．１」換算器の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・１２「モードＮｏ．２」ＥＸＰ値・単位時間の設定・・・・・・・・・・・１３「モードＮｏ．３」表示サンプリング時間の設定・・・・・・・・・・１３「モードＮｏ．４」移動平均パルス数の設定・・・・・・・・・・・・１４「モードＮｏ．５」オートゼロ時間の設定・・・・・・・・・・・・・１５「モードＮｏ．６」警報出力（ＯＵＴ１）の設定・・・・・・・・・・１５～１６「モードＮｏ．７」警報出力（ＯＵＴ２）の設定・・・・・・・・・・１６
１１．外形寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
１２．ノイズ対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
１３．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９～２０
１４．ヒューズの交換方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１－ B －１．付属品の確認と保証期間について付属品の確認について本機が届きましたら、下記のものが揃っているか確認を行ってください。
（１）ＳＰ－４３１（お客様仕様どおりのもの）・・・・・・・・・１（２）ＳＰ－４３１の取扱説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・ １（３）単位ラベル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １（４）お客様指定の付属品（ご指定のない場合はありません）
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら弊社までご連絡ください。
（お客様の都合により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より４年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証範囲中に当社の責任による故障を生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。ただし、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

本取扱説明書、または仕様書等による契約以外の使用による故障②

当社の了解なしにお客様による改造、または修理による故障③

故障の原因が当社納入品以外の事由による故障④

設計仕様条件を越えた保管・移送、または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障

- 1 －

２．仕様

項
目
測定方式
スケーリング（換算器）
測定精度
瞬時
計
測

表示器
表示範囲
小数点以下表示単位時間
表示サンプリング
移動平均
オートゼロ時間
リセット

入力信号
（標準）
セ オプション：Ｖタイプ
ン オプション：Ｎ３タイプ
サ
入センサ入力応答力
センサ供給電源
出力方式

（標準）

警
オプション：Ｐ２タイプ
報
出出力端子
力
出力タイミング
出力表示
出力リセット電源（標準）
オプション：１２タイプ
オプション：２４タイプ
そオプション：４８タイプのオプション：ＡＰタイプ
他
使用温湿度範囲
質量・外形寸法
ケース材質

仕様
周期計測演算方式
１信号当たりの倍率 １×１０－９ ～９９９９ で任意に設定±０．０５％ ｒｄｇ．±１digit（表示サンプリング時間０．５秒以上）

４桁 赤色ＬＥＤ 文字高１５.２ｍｍ
１桁 赤色ＬＥＤ 文字高１０ｍｍ
０～９９９９小数点以下１桁～３桁まで表示選択可
毎時・毎分・毎秒 より任意に選択表示を０.１～９９.９秒（任意に設定）で平均化任意に設定した値（０～２９）の入力パルス数により平均化
入力停止後０.１～９９.９秒後（任意に設定）に表示を０
フロント部リセットキーで計測、および警報出力を解除
ＮＰＮオープンコレクタパルス入力（ＭＩＮ １０ｍＡ以上）、または無電圧接点
電圧パルス入力
ＬＯＷ：２.０Ｖ以下 ＨＩ：３.８～３０Ｖ
タコゼネ信号入力 ＡＣ０.３Ｖ～８０Ｖｐ－ｐ ３ｋＨｚ ＭＡＸ
サイン波信号入力 ＡＣ２０ｍＶ～２０Ｖｐ－ｐ ３ｋＨｚ ＭＡＸ
ＬＯＷ：０．０１Ｈｚ～５０Ｈｚ ＨＩ：０．０１Ｈｚ～１０ｋＨｚ（ｄｕｔｙ５０％）（フロント部スライドスイッチによりＬＯＷ／ＨＩ切り換え）
ＤＣ＋１２Ｖ（±１０％） ５０ｍＡ
ＭＡＸ
ＮＰＮオープンコレクタパルス出力 ２段
最大定格：ＤＣ３０Ｖ ５０ｍＡ
フォトモスリレー出力ａ接点 ２段
定格負荷電流：０.１２Ａ ＭＡＸ
負荷電圧：ＡＣ１４０Ｖ／ＤＣ３０Ｖ ＭＡＸ
端子台ＯＵＴ１、ＯＵＴ２より各出力
表示値と各プリセット値との比較により判定出力
各警報出力中 ＯＵＴ１、ＯＵＴ２ランプ点灯
フロント部リセットキーにより出力を解除
ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（±１０％） ５０／６０Ｈｚ 約３.５ＶＡ
ＤＣ１２Ｖ（±１０％）
ＤＣ２４Ｖ（±１０％）
ＤＣ４８Ｖ（±１０％）
ＡＣ１１５Ｖ／２３０Ｖ（±１０％）０～５０℃ ３０～８０％RH（但し結露しないこと）
約３３０ｇ Ｗ７３×Ｈ７３×Ｄ１２６mm
ＡＢＳ樹脂ガラス入り グレー色

- 2 －

３．メータの取り付け方法
メータの取り付けかた
１．

パネルカットして、前面よりメータを挿入してください。

パネルカット寸法

図３
図１２．

背面より取付金具２個でしっかりメータを押さえつけ、ワッシャとナットで取り付けます。

図２※板厚０．８mm～４.０mmのパネルに取り付けてください。

フロントドアの開閉
図４

図４の矢印に従い、つまみ部分を手前に引いてください。

- 3 －４．フロント部の各名称とその機能
図５

①表示器
・計測時：
計測値を表示します。
・モード設定時：表示器ＡにモードＮｏ.を、表示器Ｂ～Ｅに現在設定されている設定値を表示します。
・プリセット値設定時：
表示器Ａ～Ｅに現在設定されているプリセット値を表示します。
②警報出力ＯＵＴ１ランプ
端子台ＯＵＴ１より出力される警報出力と同期して点灯します。
③警報出力ＯＵＴ２ランプ
端子台ＯＵＴ２より出力される警報出力と同期して点灯します。
④モードキー
・計測時：各設定を呼び出します。
モード設定・・・・・・モードキーを押しながらシフトキーを２秒以上ＯＮプリセット値設定・・・モードキーを２秒以上ＯＮ・モード設定時：モードNo.を変更します。
・プリセット値設定時：
ＯＵＴ１プリセット値、ＯＵＴ２プリセット値の切り換えを行います。

- 4 －⑤シフトキー
モード設定、またはプリセット値設定時に、点滅表示している位置(桁)を右へ移動させます。
⑥アップキー
モード設定、またはプリセット値設定時に、点滅表示している数値を変更します。
⑦エンターキー
モード設定、またはプリセット値設定時に、このキーを押すことにより設定値の登録を行います。設定値の登録終了後、計測表示に戻ります。
⑧リセットキー・計測時：計測をリセットします。リセット後表示は "０" になります。
また警報出力も解除します。
・モード設定／プリセット値設定時：計測表示に戻します。設定値の登録は行いません。
⑨入力周波数切り換えスイッチ
入力周波数の切り換えを行います。
詳細は７ページ「スライドスイッチの設定」を参照してください。
⑩入力信号切り換えスイッチ
ＮＰＮオープンコレクタパルス入力か、電圧パルス入力かの切り換えを行います。
詳細は７ページ「スライドスイッチの設定」を参照してください。

- 5 －５．端子台の接続方法
図６※オプション時（Ｖ／Ｎ３タイプ）には３番端子のセンサ用電源 "+１２Ｖ"は使用できません。
・配線上の注意
１）電気配線時は感電等の事故に注意してください。
２）端子名称をよく確認してから正しく配線してください。
３）電源の配線はＡＣ仕様かＤＣ仕様かをよく確かめ、間違えないように行ってください。
４）センサの種類により入出力の配線が違ってきますので、上記（図６）の接続図を参照しながら配線してください。もし誤って配線しますとセンサや入出力回路が破損するおそれがあります。
５）センサ電源はセンサ以外の用途に使用しないでください。
６）端子台のネジは確実に締めてください。
Ａ．直流３線式パルスセンサ

図７Ｂ．直流２線式パルスセンサ

図８

Ｃ．タコゼネ／サイン波信号

図９Ｄ．有接点出力センサ

図１０- 6 －６．入力回路の構成①ＮＰＮオープンコレクタパルス入力

図１１②電圧パルス入力

図１２・スライドスイッチの設定
スライドスイッチの設定により入力周波数、およびＮＰＮオープンコレクタパルス入力／電圧パルス入力の切り換えができます。
HI ⇔ LOW

OCP ⇔ VP

入力周波数切り換えスイッチ

入力信号切り換えスイッチ

表１

表２スライドスイッチ

入力周波数

スライドスイッチ

センサ種類

ＨＩ側

0.01Hz～10kHz

ＯＣＰ側

NPNｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀﾊﾟﾙｽ入力

ＬＯＷ側

0.01Hz～50Hz

ＶＰ側

電圧パルス入力＜注意＞
１．ＨＩ側では入力周波数１０ｋＨｚまで受け付けます。
２．入力周波数が５０Ｈｚ以下の場合はＬＯＷ側に設定しますと、ノイズ等の高い周波数の妨害を受けにくくなります。

＜注意＞
１．有接点入力（無電圧接点）はＯＣＰ側としてください。
２．タコゼネ入力（オプション）の場合はＯＣＰ側としてください。

- 7 －７．設定メニュー- 8 －８．各設定のキー操作方法≪モード設定の呼び出しかたと設定値の変更のしかた≫
各モードの設定は下記（表３）のキー操作で行ってください。また、設定値の内容等は１２ペー
ジ以降に記載しています。
表３
操作キー

表示部

操作内容

モード＋
シフト

Ａ Ｂ
０．

Ｃ

ＤＥ
０

モードキーを押しながらシフトキーを２秒以上押すとモード設定に入り、「モード０」が呼び出されます。

モードＡ Ｂ
１．１
↑
０～７

Ｃ０

Ｄ０

Ｅ０

モードＮｏ．を変更します。
モードは７まであります。
０→１→・・・→７→↑

シフトＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
１．１ ０ ０ ０↑→ → →

点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

アップＡ Ｂ
１．１

点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ上がって行きます。

Ｃ Ｄ
１ ０
↑
０～９

Ｅ
００→１→・・・→９→↑
シフトキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

エンター

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各モードの設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

リセット計測表示に戻ります。エンターキーと違って設定値の登録は行いませんので注意してください。

- 9 －≪プリセット値設定の呼び出しかたと設定値の変更のしかた≫
警報出力のプリセット値の設定は下記（表４）のキー操作で行ってください。
設定範囲は "０～９９９９" です。
また、警報出力（ＯＵＴ１／ＯＵＴ２）の上限・下限の設定は１５ページ以降に記載している「モード６」 、「モード７」を参照してください。
表４操作キー

表示部
Ｂ９Ｃ９モードＡ
０

シフトＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
０ ９ ９ ９ ９↑→ → → →点滅表示の位置（桁）を右へ移動します。
アップキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

アップＡ
０

点滅表示の数値を変更します。１度押す度に１ずつ上がって行きます。

Ｂ Ｃ０ ９↑
０～９Ｄ９

操作内容

Ｄ
９Ｅ９Ｅ
９

２秒以上押すとＯＵＴ１ランプが点灯し、ＯＵＴ１のプリセット値設定モードになります。
また、ＯＵＴ１／ＯＵＴ２の切り換えも行います。
現在設定中の桁が点滅します。

０→１→・・・→９→↑
シフトキーと併用して希望の設定値に合わせてください。

エンター

設定値を登録し、計測表示に戻ります。
各プリセット値の設定が終了しましたらこのキーにて設定値を登録してください。

リセット

計測表示に戻ります。エンターキーと違って設定値の登録は行いませんので注意してください。

＜注意＞
１．ドア内にある表示器Ａの設定は必ず "０" としてください。（初期値は "９" となっていますので必ずＯＵＴ１プリセット値、ＯＵＴ２プリセット値とも "０" に設定し直してください。）
２．プリセット値の設定は必ず４桁（表示器Ｂ～Ｅ）で行ってください。

- 10 －

９．初期設定値と初期化
事前にお客様から仕様をお伺いしている場合はその設定に合わせていますが、通常（工場出荷時）は下記（表５・表６）の設定値となっています。
各モードの設定値

表５

モードＮｏ．
Ａ

初期設定値
ＢＣ

Ｄ０１

１２３３００

設定メモ欄
ＥＢＣ

Ｄ０－－－０１０－

０.

５－００－

２.

０－

６００－－７００－－４５０Ｅ－－

プリセット値

表６

警報出力

初期設定値

設定メモ欄

ＯＵＴ１９９９９９ＯＵＴ２９９９９９初期化
エンターキーを押しながら電源を投入することにより初期化を行うことができます。初期化
後、各モードの設定値は表５、表６の通りの設定値になります。
注意
初期化を行うと現在の設定値がすべて初期設定値となりますので、初期化を行う場合は予め現在の設定値の記録を残してから実行してください。

※

ノイズ等で内部のコンピュータが暴走した場合は上記の方法で初期化を行い、希望の設定値に合わせ直してください。

- 11 －

１０．各モードの内容と設定方法
モード設定の呼び出し、およびキーの操作方法は９ページを参照してください。

モードNo.

０

小数点位置の設定
Ａ０.

ＢＣＤＥ０
小数点位置
０：
０１：
０．０
２：
０．００
３： ０．０００
４：設定しないでください

小数点位置：小数点以下何桁表示するかを設定します。
設定は必ず "０～３" で行ってください。
〔例〕小数点以下１桁まで表示させたい場合は下記のとおりになります。
Ａ０.

モードNo.

１ＢＣＤＥ
１

スケーリングデータ（換算器）の設定
Ａ
１．

ＢＣ
Ｄ
１００×1000 ×100 ×10

Ｅ０×1

４桁数値
０００１～９９９９※００００は設定しないでください。
瞬時計測のスケーリングデータ（換算器）として働きます。このモードで設定する４桁の数値と「モード２」で設定する「ＥＸＰ値（１０のマイナス乗数）」を設定することにより１信号当たりの倍率を「１×１０－９～９９９９」倍まで設定できます。
〔例〕１パルス当たり１．２３４mL／pの流量センサを使用して瞬時流量をＬで表示したい場合の設定は下記のとおりになります。
１．２３４mL

モード１

モード２

０．００１２３４
表示したい値（Ｌ）に直します
ＡＢ
１． １Ｃ２Ｄ３Ｅ４Ａ

ＢＣＤＥ２．

６＊- 12 －１２３４×１０－６

４桁数値

ＥＸＰ値

モードNo.

２

ＥＸＰ値・単位時間の設定
Ａ
２．

Ｂ
３ＣＤ１Ｅ
単位時間
０：毎時
１：毎分
２：毎秒
ＥＸＰ値（１０－ｎ）
ｎ＝０～９

ＥＸＰ値：１０のマイナス乗数を設定します。「モード１」と組み合わせてスケーリングデータ（換算器）を設定してください。
単位時間：瞬時表示の単位時間を設定します。
毎時 ... １時間当たりの表示にします。
毎分 ... １分間当たりの表示にします。
毎秒 ... １秒間当たりの表示にします。
〔例〕ＥＸＰ値は「モード１」の例のとおり「６」とし、表示を毎分表示（Ｌ／min）としたい場合の設定は下記のとおりになります。
ＡＢ
２． ６

モードNo.

３Ｃ

Ｄ１Ｅ

表示サンプリング時間の設定
ＡＢ
３．

Ｃ０Ｄ
Ｅ
０． ５
サンプリング時間
００．０～９９．９秒（３桁数値）（小数点位置は固定）①入力信号をこの設定された時間で計測し、その平均値を演算するものです。
したがって、設定された時間ごとに表示を平均化して更新することになります。
この設定は表示のチラツキ防止や表示安定に使用してください。
②００．０秒と設定すると１信号ごとの演算表示になります。
入力が１パルス／分ぐらいであれば有効ですが、速いパルスでは表示がチラつきますので注意してください。
③サンプリング時間を変更した場合、変更した値は前データ（前サンプリング時間）が終了後、有効となります。
〔例〕表示サンプリング時間を０．５秒とすると設定は下記のとおりになります。
Ａ
Ｂ
３．

Ｃ
０- 13 －

ＤＥ
０． ５

モードNo.

４

移動平均の設定
Ａ
４．

Ｂ

Ｃ

Ｄ０Ｅ０
移動平均数
００～２９回（２桁数値）（００は０１と同様）

平均したいパルス数を設定します。例えば４と設定すると４つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。この機能はセンサの１パルス当たりの流量値が正確でない時に効果があります。
演算方式は、入力される最新のパルスを１つ取り込んで古いパルスを１つはき出し、移動しながら４つのパルスを計測演算し、平均化して表示します。
※この機能は、２０Hz以下で使用してください。
〔用途例〕
信号出力↓

検出部

↓↓↓↓↓

入力パルス
１回目

FLOW

移動平均

２回目
３回目

例えば、左上図のように４枚の羽根車（被検出体）の取付角度がバラバラであったりすると流速が一定でも表示が安定しませんが、移動平均で４と設定しますと常に最新のパルスを取り込んで４パルスをシフトしながら演算表示します。
また、上図から分かるとおり１パルス入ってくる毎に演算するのですが、表示時間は「モード３」の表示サンプリング時間の設定に従い連動となります。
・移動平均と表示サンプリング時間との関係
移動平均と表示サンプリング時間を同時に使用した場合、表示サンプリング時間で演算された平均値で移動平均処理を行います。このモードで設定された値のパルス数で移動平均処理をさせたい場合は表示サンプリング時間を０秒に設定してください。
〔例〕入力４パルス毎に移動平均させたい場合の設定は下記のとおりになります。
ＡＢ

Ｃ

４．
注意

Ｄ

Ｅ

０４

センサの１パルス当たりの流量値が正確で入力周波数が高い時（２０Hz以上）は、あまり必要ではありませんので、その時は設定値を「００」に設定してください。
Ａ

Ｂ

Ｃ

４．

- 14 －Ｄ

Ｅ００

モードNo.

５

オートゼロ時間の設定
Ａ
５．

Ｂ

Ｃ０Ｄ
Ｅ
２． ０
オートゼロ時間
００．１～９９．９ 秒（３桁数値）（小数点位置は固定）
００．０はオートゼロ機能停止

入力信号が設定時間内に１パルスも入らない場合に、表示を０に戻す機能です。
００．０秒と設定した場合は、この機能は停止し、入力が無くなっても現在の計測値を表示したままになります。
〔例〕３秒以内に１パルスも入って来なければ表示を０に戻す場合の設定は下記のとおりになります。
Ａ

Ｂ

５．

モードNo.

６Ｃ

Ｄ

Ｅ０

３．

０

警報出力（ＯＵＴ１）の設定
Ａ
６．

Ｂ

Ｃ

Ｄ０Ｅ０
出力モード
０：比較５：１００ms
１：保持
６：２５０ms
２：１０ms
７：５００ms
３：２０ms８：１sec
４：５０ms
９：２sec※２～９は１ショット出力
上限／下限選択０・・・上限１・・・下限（遅延）２・・・下限（即）３・・・未使用

上／下限選択：判定条件を選択します。
上限 ......... 「 表示値 ≧ プリセット値 」で警報出力します。
下限（遅延）.. １度プリセット値を超えた（ 表示値 ＞ プリセット値 ）後、「 表示値 ≦ プリセット値 」で警報出力します。
下限（即）.... 「 表示値 ≦ プリセット値 」で警報出力します。
未使用 ....... 警報出力の機能を停止します。

- 15 －

出力モード：出力形式を選択します。
６

比較 .... 表示値がプリセット値よりも上限、または下限の間の出力されます。
上限、または下限の範囲外の場合は出力ＯＦＦになります。
保持 .... 表示値がプリセット値よりも上限、または下限の時に出力されます。
１度出力された後、上限、または下限の範囲外であってもリセット入力があるまで出力ＯＦＦにはなりません。
１ｼｮｯﾄ .. 表示値がプリセット値よりも上限、または下限になった時に設定の幅のパルスを１度出力します。
〔例〕上／下限選択を上限、出力モードを保持としたい場合の設定は下記のとおりになります。
ＡＢ

Ｃ

６．

モードNo.

７

Ｄ

Ｅ

０

１

警報出力（ＯＵＴ２）の設定
Ａ
７．

Ｂ

Ｃ

Ｄ
０Ｅ
０
出力モード
０：比較
５：１００ms
１：保持
６：２５０ms
２：１０ms
７：５００ms
３：２０ms８：１sec
４：５０ms
９：２sec※２～９は１ショット出力
上限／下限選択０・・・上限１・・・下限（遅延）２・・・下限（即）３・・・未使用上限／下限選択、出力モードとも警報出力ＯＵＴ１と同様です。
〔例〕上／下限選択を下限（即）、出力モードを比較としたい場合の設定は下記のとおりになります。
ＡＢ

Ｃ

７．

- 16 －ＤＥ２０１１．外形寸法図
外形寸法図

図１３

パネルカット寸法と取り付け間隔

図１４- 17 －１２．ノイズ対策についてノイズ対策には万全を期しておりますが、万一ノイズの影響が出た場合は次の項にご注意ください。
ノイズ等の影響で表示が消えたり、誤った表示が出た場合は初期化（Ｐ.１１参照）を行ってください。但し、初期化をする前には必ず設定値をメモしてから行ってください。正常に戻りましたら下記の対策をし、改めて再設定を行ってください。
（１）電源入力を動力線と直接共用しないでください。動力線を使用する場合は絶縁トランスを入れて２次側を使用してください。（弊社でも絶縁トランスＰＴ－９３をご用意できます。）（２）センサコードに３芯シールド線を使用し、ノイズの発生源からできるだけ離して配線してください。
（３）センサコードをできるだけ短くし、動力線やインバーターなどのノイズの発生源をさけて、極力雑音を拾わない経路に配管して布設してください。
（４）機械のＧＮＤアースコードには、非常にノイズが多く含まれている場合がありますので、メータのＧＮＤに接続させない方が良い場合もあります（メーターを完全に機械から絶縁状態）。
（５）電源ラインよりノイズの影響を受けた場合、図１５のようにノイズフィルタをご使用ください。
メ-タ-本体※ノイズフィルタは、別途用意しております。

ノイズフィルタ

短くツイストする

電源

図１５

必ずア-スする（６）センサコード配線方法
電力線、動力線がセンサのコードの近くを通るときは、サージや雑音による影響をなくすため、近接センサコードは単独配管するか、もしくは５０cm以上離してください。
図１６

図１７

金属配管

電力線または動力線（７）外部要因によるノイズ発生を止める。
メータの取り付けられた制御盤内やその周辺に強力なノイズの発生すると思われる電磁接触器・温度調節器・電磁弁・リレー等の有接点開閉によるサージノイズが影響した場合、図１８のようにスパークキラーを入れて対策ください。

ア-ス接地
接近する場合、配管する

図１８
スパークキラー接点アクチュエータ（８）特に大きなノイズエリアでご使用の場合や不明な点がありましたら取扱店、または弊社までご相談ください。

- 18 －

１３．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

現象

表示器が点灯しない
ブランクのまま

点検方法→電源入力が正常か、センサコードは短絡していないか？
ＹＥＳ↓→本体内部のヒューズ断線
↓
ＮＯ

対策と処

置

→テスタで電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。

→同等ヒューズと交換する。
（Ｐ.２１参照）→トランス・ＩＣの破損→取扱店、または弊社へご連絡ください。

２

ＬＥＤ点灯異常スイッチ動作異常
リレー出力異常
同期パルス異常アナログ出力異常→テストモードによりチェック（Ｐ.８参照）→１度、初期化を行ってくだ
さい。（Ｐ.１１参照）→初期化で直らない場合や、何度も発生する場合は取扱店、または弊社へご連絡く
ださい。

３"０"表示のまま→各モードの設定は正しいか？
↓→センサ入力は正常か？
↓→設定された値が有効表示範囲の以下である。

↓↓→近接センサ等の検出距離が正常か？
↓↓→センサの出力信号形態とメータの入力方式が合っているか？
↓４"９９９９９"全桁点灯「エラー表示」→換算器とＥＸＰ設定の間違い？
↓↓→ノイズの影響？
↓↓→センサの端子接続を再確認
し締め直しをする。テスト
モードにより疑似入力テストをする。（Ｐ.８参照）→センサランプ点滅を確認またはドライバ等で軽くＯＮ／ＯＦＦ接触してみる。
→取扱説明書（Ｐ.６）を確認し、不明な場合、取扱店、または弊社へご連絡ください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→設定値が大きすぎ。
（Ｐ.１２ モード１、Ｐ.１３ モード２参照）→Ｐ.１８のノイズ対策の項を参照してください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

- 19 －

Ｎｏ．
５

現象

表示の「チラツキ」
が大きい点検方法

その他の異常処

置→時々表示が実測値より大きくなる↓→ノイズの影響。
（Ｐ.１８参照）↓
実際の動きが変動している為信号出力もバラツキ有り↓↓↓
ＮＯ

７と→センサ検出ミス、動作距離、または小流量時のセンサ確度チェック。

↓

時折表示が消えたり倍以上になる

策→時々表示が実測値より小さくなる
↓

↓

６

対

→表示が倍以上になる時、近くの電磁開閉器やソレノイド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響→有接点入力のチャタリング
による場合、入力をＬＯＷ入力に切り換えるか、入力とＧＮＤ端子間に適当なコンデンサを入れてください。
→表示サンプリング時間の設定を大きくし計測時間を長くする（Ｐ.１３モード３参照）。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→Ｐ.１８のノイズ対策の項を参照しノイズ発生源にサージキラーを取り付けて止める。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。

- 20 －

１４．ヒューズの交換方法ヒューズの交換は下記の手順で行ってください。
１．ケース前面のフロント枠を取り外す。
２．ケース背面のナットを２ヶ所取り外し、基板本体を前面へ押し出す。
３．右側面にヒューズがあるので交換する。
・ＡＣ電源時 ０．２Ａ
・ＤＣ電源時 １．０Ａ
４．基板本体をケースに格納し平ワッシャ（図１９参照）→Ｓワッシャ→ナットの順番で止める。

図１９

ユーアイニクス株式会社
本社

東京営業所

※

〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL 072-274-6001 FAX 072-274-6005
TEL 03-5256-8311

FAX 03-5256-8312

改良のため、仕様等は予告無く変更することがありますので予めご了承ください。

- 21 －