MIC-138 -1- 02

迅速・簡便・高精度

迅速・簡便・高精度各ユニット間はブルートゥースでデータ送信！

概要
高精度デジタルエアメータ−、電子秤、演算装置 ( パソコン ) で

容 積 質 量と高 精 度エアメーター法
JIS 規格準拠品
JIS A 1116 / JIS A 1128 / JSCE-F 513構成された、フレッシュコンクリートの単位水量を測定する装置です。
測定原理は配（調）合報告書を基にフレッシュコンクリートの単位● JCI 日本コンクリート工学協会性能確認試験 済

1

水量を単位容積質量と空気量から算出します。

● 国土交通省通 達「生コン水量 測定要領（案）」掲載品

3

測定方法は、試料をデジタルエアメータ−に充填し、質量・容積・空気量を測定するだけです。迅速（5 分以内 )・簡便 ( 熟練を要しない )・高精度 (±5 ㎏ /m3) に単位水量が測定できます。
■ 測 定 原 理 ： 質量と空気量を測定し、単位容積質量を計算して単位水量を推定する

生コン品質管理の解決策！

24■ 測 定 対 象 ： フレッシュコンクリート

合格値を外れた水量変化の改善策を

5■ 測 定 容 量 ： フレッシュコンクリート 約 7,000 ㏄（質量換算値約 15,000g）■ 測 定 環 境 ： 温度 0℃〜 40℃（ただし結露がないこと）※オプション

第三者検査機関の公的検査表（トレーサビリティ）

単位容積質量と空気量の変動で

W-Checker 本体

演算装置

1 高精度デジタルエアメーター

3 パソコン2秤

4 ブルートゥース アダプタ

考察できます！

5 プリンター

仕 様
質量計測ユニット
質量計

測ロ ー ド セ ル

MA X 30,000g amp A/D 変換内蔵型

電源

単 3 型電池 ×4 本

最大

質

量30,000g 表示

最小

質

量1g 表示136117空気量計測ユニット
圧力計

測半導体型 圧力センサ−温度計

測

圧力室内温 度センサー内蔵（容器設定時表示）

積

約 7,000 ㏄

容容器

材

質

軽合 金製

最大圧

力200kPa

表 示 分 解 能

0.1kPa

空気量測定範囲

0.00 から 10.00%

電単 3 型電池 ×4 本

源

無作
線媒
通体
信

81512109

付属品
14 生コン充填用ハット

ノートパソコン

7 突き棒

11 スポイト15 空気入れブルートゥース通信方式

8 ハンマー

12 500 ㏄給水ポット

16 空気校正用注射器

9 排水管

13 3,000 ㏄給水タンク

測定結果印刷ダイレクトサーマル方式（ブラザー「MW-140BT typeF」）

電AC 100V 50/60Hz( ノートパソコン・プリンタ共）

源

1416

6 ハンドスコップ 10 シール棒

操作・演算ユニット
操測定に必要な器具を付属品としてセット！

ストレンゲージ式 ロードセル< 第 15 回 中小企業優秀新技術 新製品賞 > 受賞

総合試験機のメーカー

代理店

MIC-138 -1- 02
H P https://www.marui-group.co.jp E-mail hp-mail@marui-group.co.jp
本 社・工 場

〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205

大 阪 営 業 所 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
海外部 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205
東京営業所〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260

名古屋営業所〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322
TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011

九州営業所〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。
2021.7

測定時間 5 分以内

ウェットスクリーニング不要！
迅速・簡便・高精度に単位水量を測定！

測定精度 ±5 ㎏ /m 3 以内
入力
ミス
ブ がない

トゥ ルー ！
通 ース
信デジタル

エアメーター（注水方式）

コンクリートの品質管理において、硬化後の強度や耐久性を決める

水量が減少した場合単位水量の管理は非常に大事です。そのため生コンの荷下ろし時には、購入者による品質確認検査が義務づけられていますが、変動し単位容積質量γ（㎏ /m 3）

高精度やすい骨材の表面水量に左右される単位水量の正確な把握は容易ではありません。また検査は生コン車を待たせることなく、迅速・正確に行う必要があります。
単位水量の測定方法には加熱乾燥法なども考えられますが、時間がかかり、ウェットスクリーニングによる誤差も生じます。

計画値
水量計画線

水量が増加した場合

空気量が増加した場合

W-Checker は単位容積質量をもとにする算出方法 （それぞれの材料の密度差を利用し、測定対象生コンの単位容積質量が計画値より小さければ密度の小空気量 A（%）

さい水の量が多いと判定できる原理）を採用し、迅速かつ簡便、高精度な検査を可能にしました。ぜひ、生コンの品質管理にお役立てください。

＜ 単位容 積 質 量・空 気 量・単位 水量の関係図 ＞● すり切り作業不要の注水方式● 高精度デジタルエアメーター使用 （最小読み取り値が 0.01%）● エアメーターの初圧点は 95 〜 120kPa 内で任意決定方式● 計測ユニットのキャリブレーションが可能 （重さと空気量）

秤（オレンジ色箇所）

プリンター● 質量計測ユニット･空気量計測ユニットともにトレーサビリティがとれる

操作・演算用ノート PC● 検量線や換算式、補正式の修正が不要● 国土交通省「フレッシュコンクリートの単位水量測定要領（案）通達」記載品● 高強度・高流動コンクリートにも対応● 測定器の標準偏差値 3 ㎏ /m 3 以内、実測値の誤差は ±5 ㎏ /m 3 以内 （JCI 日本コンクリート工学協会・建築学会性能確認試験済み）※ 骨材サイズ 40 ㎜以内は標準試験可能 / ※ セメントは湿潤密度で容積を修正する / ※ 空気量は骨材修正計数を考慮する

測定手順
1

配合を入力

単位容積あたりの配合条件を入力します

繰り返し試験を行う際は登録した配合を選択するだけなので、2

3

試料を充填

JIS 空気量試験法に準拠した量を充填します（約 7ℓ/15 ㎏）

個人差 がない！

4

質量を測定①［容器］+［試料］の質量を測定します

入力ミス がない！
質量①

手間がありません！

注水する為、すり切り作業は不要！

測定した質量をブルートゥースで送信！

5

注水作業

［容器］+［試料］+［水］の質量を測定します

水を注ぎますIN バルブIN バルブ・OUT バルブを使ってオーバーフローすることで満水にします

質量①
質量②

測定した質量をブルートゥースで送信！

7

初期圧力を測定初期圧力を測定します

個人差 がない！

入力ミス がない！

満水
OUT バルブ6

質量を測定②

初圧点を100 kPa に…
95 〜 120kPa 間の任意点で OK ！

平衡圧力を測定

平衡圧力を測定します

入力ミス がない！
質量①
質量②
空気量

測定した圧力をブルートゥースで送信！

8

試験結果表示

測定結果が表示されます

その場で印字！