屋外環境試験
装置名称

Ver. 20240523

スーパーキセノンウェザーメータ

メタルハライドウェザーメータ

小型ウェザーメータ

紫外線フェードメータ

SX75（スガ試験機（株））

M6T（スガ試験機（株））

solarbox 3000e（CO.FO.ME.GRA社）

U48AUHBBR（スガ試験機（株））

写真型式

特徴

太陽光の分光分布に近いキセノンランプを光源としています。

紫外部に強大なエネルギーを持つランプを光源として、飛躍的な促進性能を持つ。キセノンランプの20倍以上の放射照度により、製品開発のさらなる加速が期待できます。

キセノンランプを光源として用いています。試料台が平板のため、実製品など形状のあるものでも試験可能です。付属の光源からは強い紫外線が照射されるため、実暴露に比べて促冷却機を稼働することで、光の照射により試料温度が昇温し進性が高い。

すぎることを防ぐことができます。

試料：原則板状で、傾斜型専用試料ホルダに設置
7×15cm（照射面5.5×13.5cm）51枚
試料面放射照度：240～180 W/m (300～400nm)

照射時ブラックパネル温度（BPT)：
照射時湿度範囲：

50～95℃

50～60%（BPT 63℃のとき）

耐荷重（均等）：25 kg
仕様

回転枠速度：1, 2, 12rpm
放射照度制御波⾧（３波⾧（域））300～400 nm, 340 nm, 420 nm

光源：空冷式キセノンランプ
試料：450×240mm（中央部50mmは使用不可）
試料面放射照度：22

650～2000W/m (300～400nm)

照射時ブラックパネル温度：
照射時湿度範囲：

2

照度：30～90 W/m (300～400 nm)

30～85℃

250～1,000 W/m (300～800 nm)
温度制御：ブラックスタンダード（BST)

35～70%

室温付近から85℃

紫外線カーボン連続点灯時間：48時間
ブラックパネル温度：63～95℃
湿度：35～65％RH
試料サイズ：65×110ｍｍ，最大51枚

試料片トレー面積：W420mm × D200mm

特殊ホルダ（自動車内装材用）あり

関連規格
用途例

耐候性を評価するうえで標準的な装置であり、多くの規格に現在、本試験機を用いる耐候性試験については１つだけでキセノンウェザーメータでは、専用の試料ホルダーに設置す繊維製品、建築内装材、筆記具など日用品の耐光試験評価に規格に採用されています。

す。規格化されていない材料、目的においても、他の試験機る必要があるため、試料形状に制約がありますが、本装置は用いられます。

＜規格の例＞に比べて高い放射照度であることから、速やかに部材の優劣水平な板状試料台に設置するため、立体形状を有する製品でプラスチック JIS K7350-2の判断が可能となるため、材料選定、開発の加速化のためにの評価が可能です。

<規格の例>自動車 JASO M346, M351

用いられます。

＜規格の例＞

JIS L 0842 「紫外線カーボンアーク光に対する染色堅ろう度

鉄道 JIS E4037

＜規格＞

医薬品

ICH Guideline Q1B

試験」

繊維 JIS L0843

JIS A1501：2021 「樹脂製建具のメタルハライドランプによ 自動車

JIS D0205

JIS A 1415「高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方

安全標識 JIS Z9107, JIS Z9117

る促進耐候性試験方法」

プラスチック
繊維

所在

⾧浜

⾧浜

⾧浜

JIS K7350-2

法」

JIS L0888
⾧浜温湿度環境試験機
装置名称

恒温恒湿槽

環境試験室

冷熱衝撃試験機

複合サイクル試験機（株）大西熱学

TSA-103ES-W（エスペック（株））

CYP-90（スガ試験機（株））

写真(1)PR-２KPH（エスペック（株））
型式(2)PR-3KP（エスペック（株））(3)PLS-4KPH（エスペック（株））
材料を一定の温度、湿度環境に放置することにより熱、水に特徴よる劣化を促進させることができます。また、電子・電気機器を入れて動作確認することも可能です。

大型機器等の温度・湿度耐性に関する評価試験を行うことができます。内部を観察できる窓を設置しているので、直接動作確認することができます。また、恒温室内に人が入り、試験品の性能測定を行うこともできます。

高温と低温の温度環境を交互に切り替えることにより、急激な温度変化に対する電子部品等の耐性、材料の熱膨張、収縮による影響を評価することができます。

り材料が腐食する可能性がある部材の試験を行うことができます。
●塩水噴霧、乾燥、湿潤、外気導入の単独試験

温度範囲：-20～150℃

制御範囲

内寸法：W500×H750×D600 mm(2)PR-3KP[現在は定値運転のみ可能]
温度範囲： -20～100℃
湿度範囲： 20～98%RH
内寸法：W600×H850×D800 mm［塩水噴霧］温度：35℃～50℃
室内寸法：2000(D)×3500(W)×2300(H)mm
入口寸法：1300(W)x2000(H)mm（下段差160mm）
温度範囲：-10℃から60℃
湿度範囲：30％から95％
温度精度：±0.5℃
耐荷重：400kg/m2（室内最大2000kg以内）
その他：プログラム運転可(3)PLS-4KPH

温度範囲：＋60 ～＋200℃（高温側）［乾燥］

温度：外気温度+10℃～70℃-70 ～ 0℃（低温側）
温度調節幅：±0.5℃

温度：外気温度+10℃～50℃

設定温度到達時間：常温 → ＋200℃ 15分以内［外気導入］外気導入

温度移行時間：高温→低温
低温→高温

いずれも5分以内

テストエリア内寸法：W650 H460 D370

●複合サイクル試験 （JASOサイクルの例）「5％塩水、35℃、湿度100％（2時間）」

湿度範囲： 20～98%RH－ 「50℃、湿度100％（2時間）」

内寸法：W900×H840×D600 mmの8時間が1サイクルの試験です。

関連規格

JIS C 60068-2-2（高温試験方法）

用途例

JIS C 60068-2-30（温湿度サイクル試験方法）など(1)(2)⾧浜、(3)彦根<規格の例>

自動車、めっき、塗料・塗膜、電気・電子等の分野に利用さ電気・電子：MIL-STD-883E（熱衝撃試験）

れ、様々な試験法が規格化されています。

MIL-STD-202G（熱衝撃試験）<規格の例>JIS C 60068-2-14（温度変化試験方法）

自動車

JASO M609、M610

めっきISO14993

自動車部品：JASO D014-4（第4 部気候負荷）

JIS C 60068-2-38（温湿度組合せ試験方法）

⾧浜

±1℃

湿度：60～95%rh ±5%rh(50℃)－ 「60℃、湿度30％（4時間）」

電気・電子：JIS C 60068-2-1（低温試験方法）±1℃

湿度：20～40%rh 25±5%(60℃)［湿潤］

常温 → －70℃ 50分以内±1℃

温度範囲：-70～180℃<規格の例>

所在

でき耐食性試験が実施できます。実使用で雨水、海水等によ(1)PR-２KPH
湿度範囲： 20～98%RH仕様

この装置では、塩水噴霧、乾燥、湿潤環境を繰り返すことが電子デバイス：EIAJ ED － 2531（液晶電子デバイスの環境試 塗料・塗膜JIS K5600-7-9

験方法）

電気・電子

IEC 60068-2-52彦根

彦根