Vol.３3 No.3，２０１4

125
センターニュース

分析機器解説シリーズ（125）◆進化する超解像レーザー顕微鏡 …………………………………………………… P1
ライカマイクロシステムズ株式会社

ライフサイエンス事業本部

田中晋太朗

トピックス

◆イオン液体の電子顕微鏡への応用 ……………………………………………… P6
株式会社 日立ハイテクノロジーズ

中澤英子、坂上万里、塩野正道

分析機器解説シリーズ（125）

進化する超解像レーザー顕微鏡
ライカマイクロシステムズ株式会社

1

はじめに

ライフサイエンス事業本部

田中晋太朗

微鏡を基本構成としており、試料上を励起レーザーが走査することでイメージングを行う。このとき、ドー近年、従来の光学顕微鏡における回折限界を超えナツ状に形成されたSTEDレーザーを、走査スポットる、超解像顕微鏡の開発が進み、ライフサイエンス研に重なるよう同時に照射すると、STEDレーザーが照究分野での超解像イメージングの応用範囲が飛躍的に射された範囲に存在する蛍光分子は、誘導放出により広がりを見せている。光学顕微鏡による観察では、平蛍光を発することなく強制的に基底状態に戻る。この面方向での理論分解能は200nmであることが知られように、ドーナツの中心部の小さなスポットからのみているが、種々の超解像技術を用いることにより、現蛍光シグナルを得ることで、より高分解能の超解像共在、20nm～120nmの高分解能での観察が可能であ焦点画像を得ることが可能となる。（図１）

る。STED顕微鏡は誘導放出抑制を原理とし、ホワイトライトレーザーやゲート検出を始めとした先端光学技術を搭載することにより、超解像を実現した機器であり、神経科学や細胞生物学分野などで広く活用されている。

2

STED 顕微鏡の原理

図１．STED 顕微鏡の光学系

図２にSTED顕微鏡のフォーカルスポットにおける超解像を実現するためのSTED顕微鏡の原理は非常蛍光と誘導放出の発生状況を示す。左図は蛍光の発にシンプルである。STED顕微鏡は共焦点レーザー顕生メカニズムを示した図である。基底状態（S 0）に（1）

分析機器解説シリーズ（125）ある蛍光分子は励起光（hνexc.)によって励起され、よ同じ波長かつ、同じ位相の光を放出し、蛍光を発する

りエネルギー順位の高い励起状態（S 1）へと移動すことなく基底状態へと戻る。STEDレーザーが照射さる。蛍光分子は一定時間、励起状態に留まった後、励れるフォーカルスポットの周辺部では誘導放出が起こ起光により得られたエネルギーを放出して元の基底状ることで、蛍光の発生が抑制される。誘導放出はレー態へと戻る。この時に放出されるエネルギーが蛍光ザーの発振原理として一般に知られており、入射光を（hν em.）であり、この蛍光を検出することで蛍光顕誘導放出により増幅することで、波長、位相、進行方微鏡によるイメージングが可能となる。一方、右図は向が同一で高出力の光を放出することが可能となる。

誘導放出のメカニズムを示している。励起状態にあ（LASER = light amplification by stimulated

る蛍光分子に対してあるエネルギーを持つ波長の光

emission of radiation, 誘導放出による光の増幅 ）（hνSTED）を照射すると、蛍光分子は照射された光と図２．STED 顕微鏡のフォーカルスポットにおける蛍光と誘導放出の発生

STED顕微鏡における分解能は、Stefan Hellがレーザー光の出力、「I S 」は蛍光試薬、STEDの波1994年に発表した論文中で改編したアッベの方程式

長、および検出ゲートに関係する固有のパラメータをから近似的に求めることが可能である。下記の式にお示す。この式から、STEDにおける解像度は、STEDいて、「n」は屈折率、「α」は最大入射角の1/2、レーザーの強度に依存することが分かる（図３）。

「λ」はSTEDレーザーの波長を示す。「I」はSTEDSTED顕微鏡のフォーカルスポットで得られる蛍光分子は、図４右上にある蛍光寿命分布を示しており、この蛍光寿命分布はスポット周辺部（青）の蛍光寿命が中心部（赤）と比較して短いことを示している。ス
ポット周辺部ではSTEDレーザーによる誘導放出が起こり、蛍光分子が励起状態から基底状態に戻る確率が

STED 顕微鏡の分解能計算式高くなるため、中心部と比較して蛍光寿命が短くなると推測される。この蛍光寿命の差を利用して、励起した瞬間から時間間隔を設けて蛍光を検出することにより周辺部の蛍光シグナルを排除し、中心部のより小さな蛍光スポットのみを検出する、つまり、分解能をより向上することが可能となる（図５）。
検出のタイミングをコントロールするためには、パルス発振レーザーと、ゲート検出機能を持った検出器を組み合わせることが必要となる。STED顕微鏡では、ホワイトライトレーザーと超高感度検出器

図３．STED レーザーの強度と分解能の関係模式図（2）

Hybrid Detector（HyD, 図６）を導入することによ分析機器解説シリーズ（125）

図４．フォーカルスポット上での蛍光寿命分布とゲート検出

図５．ゲート検出のタイミングと分解能の関係（DNA origami 70nm distance）

り、励起パルスから任意の時間間隔を設けて蛍光シグナルを検出することを可能としている。
従来のSTED顕微鏡では80nm程度の平面分解能を得ることができるが、ゲート検出を用いたGatedSTED顕微鏡では、50nm以下の平面分解能を実現している。また、ゲート検出を用いることにより、従来のSTEDレーザー光の1/10の出力で100nm以下の分解能を得ることができるため、生細胞への光障害を抑えた超解像ライブセルイメージング実験が可能となる。

図７．Leica Microsystems社製 TCS SP8 STED 3X 装置外観軸方向での超解像を実現し、三次元での超解像観察を可能としている。図８はSTED 3Xモジュール内部光学系の模式図である。STEDレーザーは光路上で分岐されて、XY Vortex位相フィルターおよびZ Donut位相フィルターを通過し、XY平面、Z軸方向の超解像に適した形状となる。Smart STEDウィザード

図６．Leica Microsystems 社製ホワイトライトレーザー（左）と超高感度検出器 HyD（右）（図９）に搭載された、3つのスライダーを操作することで、試料および研究目的に適したフォーカルボリューム(PSF)を任意に得ることが可能となり、従来

3

次世代 STED 顕微鏡

STED顕微鏡の最新機種であるSTED 3X顕微鏡のXY方向での50nm以下の分解能に加えて、Z方向での130nm以下の分解能を実現している。（図10）（図７）では従来のXY平面での超解像に加えて、Z（3）

分析機器解説シリーズ（125）

図８．STED 3X モジュール内部光学系

図９．Smart STED ウィザード調整画面①取得する PSF のサイズ調整（左）、② PSF の縦軸 / 横軸比の調整（右）、③画像 s/n 比（コントラスト）の調整（下部）スライダー調整の結果、取得される画像の予測分解能が中央のPSF 模式図に反映される

図 10．共焦点、STED 3Xでの点増分布関数（PSF）の模式図（左）共焦点、（中央左）XY STED 100%、（中央右）3D STED 100%、（右）3D STED 60%

画像例１．HeLa 細胞 Histone H3（左）共焦点、（中央）XY STED、（右）3D STED での XY 平面および Z 断層画像

（4）

また、STEDレーザーの波長ラインを追加することとにより、従来の緑蛍光波長域に加えて、赤蛍光波長により、マルチカラー超解像イメージングを容易にし領域の蛍光試薬を用いてのSTEDイメージングに対応ている。660nm波長のSTEDレーザーを搭載するこをしている（図11）。従来の592nm波長のSTED

分析機器解説シリーズ（125）レーザーとの同時搭載も可能で、ナノスケールでの共試薬を組み合わせることが可能となるため、STED顕局在試験や様々な分子間相互作用をより詳細に観察微鏡による超解像イメージングの応用範囲がさらに拡することが可能である。今後、新たに775nm波長の大すると推測される。

STEDレーザーの追加も予定されており、多様な蛍光図 11．STED 3X で対応が可能となる蛍光色素の例

画像例２．共焦点画像（左）と STED 3X（右）との比較
HeLa 細胞の 3 重染色：NUP153 (Alexa532, 緑）、Clathrin (TMR, 赤 )、Actin (Alexa488, 白 )

4

おわりに

参考文献
1.	S. W. Hell & J. Wichmann, "Breaking the

本稿では、進化を続ける超解像レーザー顕微鏡につdiffraction resolution limit by stimulated

いて紹介をした。従来は電子顕微鏡を用いて観察をemission: stimulated-emission-depletion

していた極めて微細な細胞内小器官や構造を、超解像

fluorescence microscopy "Optics letters

レーザー顕微鏡により生きた細胞下において観察する

19, 780-782 (1994)

ことが可能となる。また、蛍光相関分光法（FCS）

2.	K. I.Willig, B. Harke, R. Medda & S. W. Hellと組み合わせることで、回折限界を超えた極小領域で"STED microscopy with continuous waveの一分子の動態解析が可能となるなど、超解像技術に

beams "Nature methods 4, 915-918,

よる応用範囲はイメージングのみならず、多様なライ

doi:10.1038/nm eth1108 (2007)

フサイエンス研究分野にて今後も発展を続けていくことが期待される。

3.	Vicidomini, G. et al. "Sharper low-power
STED nanoscopy by time gating."
Naturemethods 8, 571-573 (2011)（5）

トピックス

イオン液体の電子顕微鏡への応用
中澤英子、坂上万里、塩野正道

株式会社 日立ハイテクノロジーズ

1．はじめに

表１

電子顕微鏡用イオン液体 IL1000 の物理的及び化学的性質

外観

無色～淡黄色透明液状

イオン液体は、塩化ナトリウムと同様、カチオン臭い

ほとんど臭気はない（陽イオン）とアニオン（陰イオン）から構成された

pH

7.4（90％水溶液：代表値）

塩の一種ですが、通常の塩とは異なり、常温下で液体

沸点

約l00 ℃で含有する水が沸騰する

分解点

250 ℃（TG-DTA分解開始温度）
290 ℃（TG-DTA5％重量減温度）

流動点－70 ℃未満（JISK2269）

引火点

測定されない。ただし、水分が蒸散したのちの引火点は210～250 ℃（セタ密閉式）で観察されるのイオン液体の利用は、大阪大学工学部桑畑教授らの比重

1.21（25 ℃、代表値）

チームがイオン液体を最初にSEM観察したことに始

溶解性

水に良く溶けるで、ほとんど蒸発しないこと、イオン導電性が高いので電気をよく通すこと、さらに、構成イオン種を変えると色々な性質を持ったイオン液体が合成できることなど、通常の液体とは異なったユニークな物質として、多くの分野から注目されています。電子顕微鏡でまります1－3）。更なる電子顕微鏡の応用拡大を目的として、我々は2006年から桑畑研と共同研究を進

オクタノール/
log Pow＜－3.0
水分配係数

め、生物組織や高分子材料などの観察に応用してきま

粘度

70～100 mPa・s（25℃）

した4，5）。本稿ではイミダゾリウム系イオン液体の適導電率2.5 mS/cm（代表値）

用例をはじめ、最近開発した電子顕微鏡用イオン液体

屈折率1.46（代表値）

HILEM IL1000（以下、IL1000）とその応用例を紹介します。

表２

電子顕微鏡用イオン液体 IL1000 の有害性情報

急性毒性

ラット

2．イオン液体 IL1000 の特長

皮膚刺激性

ウサギ 皮膚刺激性試験（4時間の半閉塞適用、72時間後判定）で皮膚刺激性は見られなかった

電子顕微鏡ではイオン導電性が高いというイオン生殖細胞変異（細菌を用いる復帰突然変異試験）陰性
原性試験

液体の性質に着目して、絶縁材料などのSEM観察で経口 LD50：＞2000 mg/kg

生じるチャージアップを防止するための導電性付与剤として用いられています。イミダゾリウム系イオン液体はフッ素を含んでいるため取扱いには注意が

3．イオン液体を用いた電子顕微鏡用試料前処理と応用例

必要ですが、IL1000 （Ethyl（2-hydroxyethyl）

最初に、イオン液体を用いたSEM用試料作製の方

dimethylammonium methanesulfonate）は、必法を紹介します。生物組織は、感染などのトラブルを須栄養素の一種であるコリンの分子形状を模倣して合排除するため、型通り、グルタルアルデヒドなどで前成されたものなので、安全性が高く、水によく溶解す固定した後、シリコン基板やアルミ製試料台に静置しる性質を有しています。表1及び2にIL1000の物理ます。蒸留水で5～10％濃度に希釈したIL1000を的および化学的性質と有害性情報を示します。

試料に滴下して、しばらく放置した後、ろ紙などで余分な液滴を除去します。
図1に微小甲殻類（ヨコエビ）のSEM像を示します。微小甲殻類は外骨格で覆われているため、通常の化学固定後、エタノール系列脱水、t－ブチルアル
コール凍結乾燥の処理を行っても、変形を防ぐこと（6）

トピックスによる変形が抑えられていると考えられます。図2は10％IL1000で処理した餅カビのSEM像です。このように凹凸の激しい試料でも、チャージアップもなく、菌糸や胞子など微細構造が鮮明に観察されています。この試料はカビの
図１生えた餅の部分を切出して、微小甲殻類（ヨコエビ）の SEM 像（a）凍結乾燥（観察倍率 100 倍，加速電圧 1 kV），（b）イオン液体処理（観察倍率 47 倍，加速電圧 1.5 kV）

一晩イオン液体に浸したもので、餅が希釈イオン液体を吸い込み、水分が蒸発し、イオン液体がカビ内に残ったことによって、形態が保持されていると考えられます。
次に、イオン液体を用いたTEM用試料作製の方法を紹介します。イオン液体1-butyl-

図２3-methylimidazolium

IL1000 で処理した餅カビの SEM 像（a）観察倍率650倍，（b）観察倍率2,000倍（加速電圧 3 kV，装置 SU3500

tetrafluoroborate (C 8H 15

N2BF4, FW：226.03) (BMIBF4)をTEMで観察す
ると、図3に示すように、アモルファスで、また粒状性も通常のカーボン蒸着膜と大差ないことから、イオン液体を支持材として用いています。微粒子をイオン液体に懸濁して、その液滴をマイクログリッドに滴下して、TEM観察を試みています。図4はイオン液体中に分散した酸化チタンのTEM像で、粒径の異なる粒子が比較的均一に分散している様子が観察できます。
IL1000は水によく溶解するので、リポソームの分散媒の活用を試みています。図5は市販のリポソーム粉末を5％IL1000で溶解したものをマイクログリッドに分散してTEM観察した結果です。直径100 nmから300 nmの球形あるいは楕円形の粒子が観察されています（図5a）。粒子の内部は周囲より高コン
図３

イオン液体 BMIBF4 の TEM 像

トラストで観察されていることから、粒子内部はイオ（a）マイクログリッド保持，（b）200k 倍，（c）Diff 像

ン液体で満たされていると考えられます。また2％リは難しい試料の一種です（図1a）。一方、固定後、ンタングステン酸水溶液でネガティブ染色すると膜構

5％IL1000で処理した試料では、変形やチャージ造も確認できました（図5b）。このことは、低分子アップもほとんど生じることなく、SEM観察できての材料の分散にもIL1000は適用可能であることを示います（図1b）。イオン液体の希釈溶液を用いるこ

唆しています。とにより、凹凸の激しい試料でもイオン液体が浸透して試料表面を覆うことによって、真空中での水分蒸発（7）トピックス

図４

イオン液体 BMIBF4 に分散した酸化チタン粒子の TEM 像（a）20,000 倍，加速電圧 100 kV，（b）500,000 倍，加速電圧300 kV

図５IL1000 溶解リポソームの TEM 像（a）30,000 倍，（b）100,000 倍（ネガティブ染色），加速電圧：120 kV

4．おわりに

5．参考文献

イオン液体は構成イオン種を変えることによって

1) Kawai K. et al."Langmuir" 27, 9671 (2011)

様々な性質を生み出すことができる物質で触媒や電気2)	Arimoto S. et al."Chem.Phys.Chem." 9, 763

化学など工業分野での適用が進んでいます。蒸気圧がほとんどゼロであるという特質は電顕内でも扱い易く、反応過程のその場観察や単粒子解析などさらに応用分野の拡大を図っていきたいと考えています。

(2008)
3)	Kuwabata S. et al."Chem. Lett." 35, 600(2006)4)	中澤英子 他; 第64 回日本顕微鏡学会予稿集,(2008),136
5)	塩 野 正 道 他 ; 第 6 8 回 日 本 顕 微 鏡 学 会 予 稿 集 ,(2012),208

九州大学中央分析センターニュース 第125号 平成26年9月25日発行
九州大学中央分析センター（筑紫地区）〒816-8580 福岡県春日市春日公園6丁目1番地
TEL 092-583-7870／FAX 092-593-8421
ホームページアドレス（8）

九州大学中央分析センター伊都分室（伊都地区）〒819-0395 福岡市西区元岡744番地
TEL 092-802-2857／FAX 092-802-2858

http://www.bunseki.cstm.kyushu-u.ac.jp