MIC-196 -1-20「スーパーハイケンマつるつる」

全自動圧縮試験システム

MIE-732-1-20「 スーパーハイアクティス」「スーパーハイケンマつるつる」は、コンクリート供試体のキャッピングを、セットから排出まで、全てオートメーションで行う装置です。
無人で作業が進みますので、キャッピング作業に人手を取られるこ「スーパーハイアクティス」は、コンクリートの圧縮試験を、セットから排出まで、全てオートメーションで行う装置です。試験データも自動収録し、試験成績書の作成も簡単に行えますので、圧縮強度試験となく、試験を効率的に進めていただくことができます。の大幅な効率化を実現していただけます。

仕 様

フルオートメーション試験システム

仕 様

研磨機本体（「トリプルハイケンマつるつる」）
準拠規格

JIS A 1132

方ダイヤモンド砥石による注水研磨方式（ JIS A 1132 に準拠）

式研磨機構

電動振子式・扇型連動による直角度研磨方式

圧縮試験機本体（「ハイアクティス 2000」）
準拠規格

JIS A 1106 / JIS A 1108 / JIS B 7721

載荷装置寸法 / 重量

W 760 × D 600 × H 1325 ㎜ / 2400 ㎏

最大容量2000 kN

研磨所用時間約 1 ㎜ / 60 秒（約 25 N/ ㎟）

レンジ切替（固定） 2000 / 1000 / 500 / 200 / 100 kN

研磨仕上げ面

0.05 ㎜以内

ラムストローク

約 100 ㎜

自動送り機構タイマーにより自動停止

有効柱間隔

650 ㎜

注水装置

タイマーにより自動停止

上下加圧盤間隔

約 105 〜 305 ㎜

研磨停止機構タイマーにより供試体自動送り機構が停止した後、フレーム竪型（固定型）/ 高剛性設計仕上げ研磨を 20 秒行う。その後、中心位置にて、研磨盤停止。

電三相 200Ｖ 約 2kW

源

計測盤寸法 / 重量

洗浄機構

給水による（洗浄ノズル無し）

その他

安全カバー / 四輪台車付 / 端面検査表付

表示

カラーモニター：24 インチ 液晶モニター / タッチパネル：15 インチ

電三相 200 V 0.75 kW

操作

タッチパネル式 / 自動・手動モード選択可能

源

H 1250 × D 850 × W 600 ㎜ /250 ㎏

制御

W 700 × D 700 × H 1330 ㎜（モニター含まず）/ 約 300 ㎏

荷重速度制御 / 高強度予想時（任意入力）/
予想強度 80% 到達時点で成行制御

自動供給装置
収納本数

3 本セット × 10 / 計 30 本

適用供試体

φ100 × 200 ㎜

供試体セットエアシリンダークランプ方式

空気源

0.5 MPa

処理能力

30 本研磨所要時間 40 分

制御方式

PLC コントロール 自動手動切替式

寸法 / 重量

W 2400 × D 750 × H 1500 ㎜ / 30 ㎏

安全装置
標準付属品

爆裂防止機能 / ラムストロークオーバー防止機能 /飛散防止透明カバー / オーバーロード防止機能
標準工具一式 / プリンタ用紙一巻

自動供給装置 （実績例）
収納本数

初期 60 本装置構成

・卓上の供試体を自動搬送する装置
・供試体のハンドリング装置
・耐圧盤の芯決め装置
・破壊供試体の排出装置

システム・
データ収録処理重量

開始後は補給可能

・供試体搬送位置決めソフト
・サーバーによる受付、測定、印刷同時処理方法
・サーバーとデータベースをパソコンで管理
約 470 ㎏

総合試験機のメーカー

代理店

H P https://www.marui-group.co.jp E-mail hp-mail@marui-group.co.jp〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205

大 阪 営 業 所 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
海外部 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205
東京営業所〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260

名古屋営業所〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322
TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011

九州営業所〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。
2021.8SUPER HI-ACTIS

寸法 / 重量

本 社・工 場

人手不足を解消するSUPER HI-KENMA

全自動端面研磨システム

省力化・省熟練化を実現！

人手不足の解消！ 次世代型フルオートメーション試験システム！
供試体キャッピングの完全 無人化を実現！

供試体セットから排出まで、オートメーション試験！

全自動端面研磨システム

全自動圧縮試験システム

MIC-196 -1-20「スーパーハイケンマつるつる」

MIE-732-1-20「スーパーハイアクティス」● φ100 × 200 の供試体を 30 個連続で研磨● 供試体の初期セット後、無人で試験を進行● 無人運転で、安全かつ効率・合理的● スペースを有効活用できるコンパクト設計● キャッピング仕上がりが一目で分かる● 試験報告書もリアルタイムでアウトプット可能現在お使いの「トリプルハイケンマつるつる」「ハイアクティス」に（全自動化）自動供給装置を追加して「 スーパ ー化」することも可能です！

供試体のキャッピング （端面研磨） をオートメーション化

使いやすさにも配慮

圧縮試験をオートメーション化

試験データの管理もお任せ

研磨のみ自動オートメーション端面研磨

圧縮操作のみ自動オートメーション試験（人手必要）（人手不要）（人手必要）（人手不要）

② 研磨

② 研磨

①セット

①セット
③ 排出

②試 験

①セット

②試 験

③ 排出

③ 排出
③ 排出
① セット

マルイの「トリプルハイケンマつるつる」 「スーパーハイケンマ」は供試体のセットから排出まで、全て全自動で行いますのは 3 本同時に供試体のキャッピング（端面で、研磨作業にまったく人手を必要とし研磨）を行っていただける自動研磨機でません。供試体をセットすれば、その後すが、供試体のセット・排出、装置操はオートメーションで作業が進みます。
作には必ず試験者様が必要となります。

キャスター付きで、稼働時以外は移動が可能ですので、スペースを有効活用できます。
また、シンプルで分かりやすい操作盤です
ので、どなたでも簡単に扱っていただくことができます。

供給開始

クリップ

「スーパーハイアクティス」は供試体のセットから排出まで、全て全自動で行いますので、試験時にまったく人手を必要としません。供試体をセットすれば、その後はオートメーションで試験が進みます。

「スーパーハイアクティス」は、事前の試験情報入力と供試体セット位置設定を行っていただくだけで、後は全自動で試験データを記録していきます。試験成績書も収録データから簡単に作成していただけます。

「スーパーハイアクティス」全自動圧縮試験の流れ「スーパーハイケンマ」全自動キャッピングの流れ

供給体セットマルイの「ハイアクティス」は油圧バルブ等の操作不要で、タッチパネルで簡単に試験を行っていただける自動試験機ですが、供試体のセット・排出、装置操作には必ず試験者様が必要となります。

研

磨

排出

供給体セット

供給開始

ハンドリング

圧縮試験

搬出 / 投棄