高圧絶縁抵抗計
３１２３ＨＫ
取扱説明書（第 2 版）

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、ご理解された上で正しくお使い下さい。
又、ご使用時にすぐにご覧になれる所に、大切に保存して下さい。

－ＳＯＵＫＯＵ－
本社，工場
TEL
東京営業所
TEL

〒529-1206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215
0749‐37‐3664
FAX 0749‐37‐3515〒101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル６Ｆ
03‐3258‐3731
FAX 03‐3258‐3974

営業的なお問合せ
技術的なお問合せＵＲＬ：ｓｅｌｌ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ：ｔｅｃ－ｉｎｆｏ＠ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｋｏｕ．ｃｏ．ｊｐ

目

次

安全にご使用いただくために ………………………………………………………… ２１．仕様 ………………………………………………………………………………… ３２．各部名称 …………………………………………………………………………… ４３．測定準備 …………………………………………………………………………… ５４．測定方法 …………………………………………………………………………… ６
５．電池の交換 ………………………………………………………………………… ７６．外形図 ……………………………………………………………………………… ８1

安全にご使用いただくために安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。
また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。
試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。
詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。

人体保護における注意事項
感電について人体や生命に危険が及ぶ恐れがありますので、各測定コードを接続する場合は、十分気をつけて接続して下さい。
測定中、高圧出力部には高電圧（最高ＤＣ５０００Ｖ）を発生していますので、十分注意して下さい。
又、活線状態（受電状態）での使用は絶対に行わないで下さい。
必ず接地を確認して試験を行って下さい。

電気的な過負荷

感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。

パネルの取り外し

試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パネルを取り外さないで下さい。

機器が濡れた状態での使用感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで下さい。

ガス中での使用発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。

機器保護における注意事項
電源指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい。

電気的な過負荷

測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。

振動

機械的振動が直接伝わる場所での使用、保存はしないで下さい。

環境

直射日光や高温多湿、結露するような環境下での使用、保存はしないで下さい。

防水、防塵

本器は防水、防塵となっていません。ほこりの多い場所や、水のかかる場所での使用、保存はしないで下さい。

故障と思われる場合故障と思われる場合は、必ず（株）双興電機製作所または、販売店までご連絡下さい。

2１． 仕様（１）使用電源（２）定格測定電圧（３）有効最大表示値（４）測定範囲（５）許容差（６）回路開放電圧（７）出力容量（８）指示方式
応答時間（９）放電機能（１０）電池確認（１１）使用環境（１２）外形寸法（１３）重量（１４）付属品：単３アルカリ乾電池（Ｒ６Ｐ） ８本：１０００／５０００Ｖ：１０００Ｖレンジ ２０００ＭΩ
５０００Ｖレンジ １００GΩ
：１０００Ｖレンジ
第一有効測定範囲 ２ＭΩ～１０００ＭΩ
第二有効測定範囲 １ＭΩ～２ＭΩ未満
１０００ＭΩ～２０００ＭΩ
＊6ＭΩの目盛りは赤色
５０００Ｖレンジ
測定範囲０．０１ＧΩ～１００ＧΩ
有効測定範囲
０．０５ＧΩ～５０ＧΩ
＊5ＧΩ（５０００ＭΩ）の目盛りは赤色：１０００Ｖレンジ
第一有効測定範囲 指示値の±５％
第二有効測定範囲 指示値の±１０％
５０００Ｖレンジ
有効測定範囲 指示値の±１０％：定格測定電圧の１～１．１倍以内：１００ＭΩ負荷にて５０００Ｖの電圧確保：アナログメータ：中央指示及びゼロ指示にて３秒以内：自動放電機能（放電抵抗５ＭΩ）＊放電回路動作中は“放電中ランプ”が点灯します。
＊残留電荷が約５０Ｖ以下になれば停止します。
＊測定切替電圧スイッチが“ＯＦＦ”の時は動作しません。
：電源ランプの点灯色にて確認
約８．４Ｖ以上緑色、約８．４Ｖ未満赤色：０～４０℃
０～８０％：２６０（Ｗ）×２２５（Ｄ）×１０５（Ｈ）（突起物を除く）：約１ｋｇ（本体のみ、電池含む）：高圧印加コード５ｍ・・・・・・・・・・・・・・１本アースコード３ｍ・・・・・・・・・・・・・・１本
ガードコード３ｍ・・・・・・・・・・・・・・１本
単３アルカリ乾電池 ・・・・・・・・・・・・・・・８本
取扱説明書（本書）・・・・・・・・・・・・・・・・１部

3２． 各部名称

１．アース端子
この端子に流れる電流により絶縁抵抗計に指示されます。
２．ガード端子
アース端子に流したくない電流を吸収する端子で、測定に不要な電流を吸収する場合に接続します。
（極湿状態及び、汚損状態の激しい場合に使用します。）
絶縁抵抗計の指示には反映されません。
３．ライン端子高圧（試験電圧）を出力する端子です。
４．絶縁抵抗計
絶縁抵抗値を指示します。
５．測定電圧切替スイッチ
電源ＯＦＦ及び、測定電圧を選択します。
６．電源ランプ
本装置が動作状態の場合に点灯します。又、ランプの点灯色にて電池確認が出来ます。
７．放電中ランプ
放電回路の動作中に点灯します。
８．高圧ランプ
測定スイッチを押した状態（高圧出力状態）で点灯します。
９．測定スイッチ
高圧（試験電圧）の出力スイッチで、押すとライン端子より電圧を出力します。
＊押しながら右に回すとロック状態になります。
１０．電池ＢＯＸ電池の収納部です。単３アルカリ乾電池８本を使用します。

4

３． 測定準備
１．測定コードの接続
高圧印加コードをライン端子に確実に接続し、アースコードをアース端子に、ガードコードをガード端子に接続して下さい。
（ガードをとる必要のない時は、ガードコードの接続は行いません。）
２．電池の確認
動作状態で電源ランプが緑色の時はそのまま使用出来ますが、電源ランプが赤色の時は、電池電圧が低下しているため交換して下さい。（５．電池の交換 参照）
３．接続方法

図１：接続方法

5

４． 測定方法
１）リード線等を接続して下さい。（３．測定準備参照）

２）測定電圧切替スイッチを、出力する電圧に合わせて切り替えて下さい。
（電源ランプ点灯）
３）測定スイッチを押して下さい。（高圧ランプ点灯）＊押しながら右に回すとロック状態になります。
＊＊危険＊＊
高圧印加コードの電極部には高圧が発生しています。感電には十分注意して下さい。

４）絶縁抵抗計の指示が安定するのを確認して下さい。被試験物により指示が安定する時間は異なります。
＊１０００Ｖレンジで測定の場合は絶縁抵抗計の下段スケール、又５０００Ｖレンジで測定の場合は上段スケールを確認して下さい。
５）絶縁抵抗計の指示が安定し測定が終われば、測定スイッチの押すのをやめて下さい。
（高圧ランプ消灯、放電中ランプ点灯）
６）測定終了後、各コードの接続はそのままの状態にして、自動放電機能により被試験物に充電された電荷を確実に放電させて下さい。（放電中ランプ消灯）『自動放電機能』
この機能は、測定停止状態の時に自動的に充電した電荷を放電する機能で、残留電荷が約５０Ｖ以下になれば停止します。
＊＊注意＊＊
測定終了後、すぐに被試験物又は、高圧出力コードに触ると、充電されている電荷で感電することがあるので、触らないように十分注意して下さい。
又、この機能は測定電圧切替スイッチが“ＯＦＦ”の状態では働かないため、必ず放電中ランプが消灯している事を確認してから“ＯＦＦ”にして下さい。
更に、安全性を考慮して抵抗付き接地棒等を用いて、負荷の残留電荷を放電する事を推奨します。

７）放電中ランプが消灯している事を確認して下さい。
８）測定電圧切替スイッチを“ＯＦＦ”に切り替えて下さい。（電源ランプ消灯）
９）被試験物の電荷が放電し終ったのを十分確認した後、リード線等の接続を外して下さい。

6

５． 電池の交換
１）使用中に電源ランプが赤色で点灯している場合は、電池電圧が低下しているため、交換する必要があります。
電池電圧と電源ランプの色の関係は次のようになっています。
電池電圧
電源ランプ

約８．４Ｖ以上
緑色

約８．４Ｖ未満赤色２）測定電圧切替スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。
３）ケースより本体を取り外して下さい。
４）本体底面に付いているネジ 1 個をゆるめて、電池ＢＯＸのフタを外して下さい。
５）電池は 8 本共全て新しい電池と交換して下さい。又、交換の際は電極を間違えない様に十分注意して下さい。
電池：単３アルカリ乾電池（Ｒ６Ｐ）×８本
６）電池ＢＯＸのフタを取り付け、ネジ２個をしっかりと締め付けて下さい。
＊＊危険＊＊
・本体が濡れている状態で電池ＢＯＸのフタを開けることは絶対にしないで下さい。
・測定中の電池交換は絶対にしないで下さい。
・電池交換の際は、測定電圧切替スイッチを必ず“ＯＦＦ”にして行って下さい。
＊＊注意＊＊
・電池は新しい物と古い物を混ぜて使用しないで下さい。
・電池は使用推奨期限内の物を使用して下さい。
・電池は極性を間違わないよう、電池ＢＯＸ内の刻印の向きに合わせて入れて下さい。
・長期間使用しない時は、電池ＢＯＸから電池を取り出して下さい。
液もれによる腐食の原因となります。

７）本体をケースに戻します。戻す時には安定した台の上に置き、ケースと本体間のマジックテープが着く様に押さえ付けて下さい。

7

６． 外形図8