リニヤゲージ用
小形表示ユニット
EJ カウンタ
EJ-102N

ユーザーズマニュアル− 取扱説明書 −ご使用前に本書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

● 関連取扱説明書は、「■ 本書の位置付け、ドキュメント
マップ」（1 ページ）を参照してください。

No. 99MBC139J2
2024 年 1 月 1 日 発行

*99MBC139J2*

■ 本書の対象商品名および型番
商品名
リニヤゲージ用小形表示ユニット
EJ カウンタ

型番EJ-102N■ 本書に関するお願いとご注意
y 本書に記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いかねます。
y 本書を紛失または損傷されたときは、すみやかにお求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口にご相談ください。
y 本商品の操作の前に本書をよく読んでください。特に、「安全上のご注意」（5 ページ）、「取り扱い上のご注意」（5 ページ）の内容を十分に理解してから本商品をお使いください。
y 本書の内容は 2024 年 1 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲内で、実際の画面表示と異なることがあります。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商標です。
©2020-2024 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.
No. 99MBC139J

目次
目次 ……………………………………………………………………………………………… i
本書について …………………………………………………………………………………… 1
本書で使用されている表記 …………………………………………………………………… 2
安全上のご注意 ………………………………………………………………………………… 5
取り扱い上のご注意 …………………………………………………………………………… 5
電磁両立性について …………………………………………………………………………… 7
輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意 …………………………………… 7
欧州諸国などへの輸出に関するご注意 ……………………………………………………… 7
日本国内で本商品を廃棄する際のご注意 …………………………………………………… 7
分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意 …………… 7
保証 ……………………………………………………………………………………………… 8
免責 ……………………………………………………………………………………………… 8
1

2

概要 ………………………………………………………………………………………… 9
1.1

主な機能と特長 ………………………………………………………………………10

1.2

システム構成 ………………………………………………………………………… 11

1.3

接続できるリニヤゲージ ……………………………………………………………12

1.4

各部の名称 ……………………………………………………………………………14
1.4.1

本体 ……………………………………………………………………………………………14

1.4.2

表示部 …………………………………………………………………………………………15

1.5標準付属品 ……………………………………………………………………………16

1.6

操作の流れ ……………………………………………………………………………17セットアップ ………………………………………………………………………………19
2.1

設置 ……………………………………………………………………………………20
2.1.1

DIN レールへの取り付け／取り外し ………………………………………………………20

2.1.2

複数の EJ カウンタの連結 …………………………………………………………………21

2.1.3

DIN レール用固定金具の取り付け …………………………………………………………22

2.2

リニヤゲージの接続 …………………………………………………………………23

2.3

電源の接続 ……………………………………………………………………………24
2.3.1

アース接続 ……………………………………………………………………………………25

2.3.2

DC 電源接続 …………………………………………………………………………………27

2.3.3

AC アダプター（オプション）の接続 ……………………………………………………29

i

No. 99MBC139J

3

操作方法 ……………………………………………………………………………………31
3.1

電源オン／オフ ………………………………………………………………………32

3.2

測定機能 ………………………………………………………………………………33

3.3

4

4.2

6

表示するチャンネル（Ch.）の切り替え …………………………………………………33

3.2.2

プリセット ……………………………………………………………………………………34

3.2.3

ピークホールド ………………………………………………………………………………36

3.2.4

公差判定 ………………………………………………………………………………………37

3.2.5

プリセット値／公差値の設定 ………………………………………………………………38

パラメーターの設定 …………………………………………………………………41
3.3.1

設定方法 ………………………………………………………………………………………41

3.3.2

パラメーター一覧 ……………………………………………………………………………43

3.3.3

パラメーターの変更による A 軸／ B 軸への影響 ………………………………………48

3.3.4

表示モードの変更による影響 ………………………………………………………………49

データ出力 …………………………………………………………………………………51
4.1

5

3.2.1

I/O 機能 ………………………………………………………………………………52
4.1.1

コネクタープラグ ……………………………………………………………………………52

4.1.2

結線方法 ………………………………………………………………………………………52

4.1.3

ピンアサイン …………………………………………………………………………………54

4.1.4

入出力回路 ……………………………………………………………………………………56

4.1.5

タイミングチャート …………………………………………………………………………57

データ入出力 …………………………………………………………………………60

トラブルシューティング …………………………………………………………………61
5.1

トラブルシューティング ……………………………………………………………62

5.2

エラー表示 ……………………………………………………………………………64
5.2.1

エラー状態表示 ………………………………………………………………………………64

5.2.2

エラー解除方法 ………………………………………………………………………………64

5.2.3

エラー内容一覧 ………………………………………………………………………………65

仕様 …………………………………………………………………………………………67
6.1

基本仕様 ………………………………………………………………………………686.2

外観寸法図 ……………………………………………………………………………69

6.3

オプション ……………………………………………………………………………71

営業・サービスの窓口 …………………………………………………………………… App-1

ii

No. 99MBC139J

本書について■ 本書の位置付け、ドキュメントマップ
本書の位置付けと他の関連商品マニュアルとの関係などを説明します。

● カウンター関連
EJ カウンタ
クイックスタートガイド
EJ カウンタ
ユーザーズマニュアル（本書）

取り扱い上の注意、操作方法、仕様、トラブルシュー
トについて説明しています。このドキュメントは EJ カ
ウンタに同梱されています。
EJ カウンタの詳しい説明が掲載されている取扱説明書です。

● インタフェースユニット関連
インタフェースユニット
クイックスタートガイド

インタフェースユニット
USB
ユーザーズマニュアル
インタフェースユニット
CC-Link
ユーザーズマニュアル

EJ カウンタと接続して使用するインタフェースユニッ
トのセットアップ、仕様、トラブルシュートについて説明しています。詳細はインタフェースユニットユーザー
ズマニュアルを参照ください。このドキュメントはインタフェースユニットに同梱されています。
EJ カウンタと接続して使用するインタフェースユニッ
トの詳しい説明が掲載されている取扱説明書です。
商品には付属していません。弊社ホームページ（https://manual.mitutoyo.co.jp）よりダウンロードしてください。

インタフェースユニット
PROFINET
ユーザーズマニュアル
インタフェースユニット
EtherNet/IP
ユーザーズマニュアル
インタフェースユニット
EtherCAT
ユーザーズマニュアル1

No. 99MBC139J

● リニヤゲージ関連
LG100
ユーザーズマニュアル

EJ カウンタに接続できるリニヤゲージの取り付け方法、仕様、保守などについて説明しています。
リニヤゲージは用途にあわせて選択、購入してください。

LG200
ユーザーズマニュアル
LGB
ユーザーズマニュアル■ 本書の対象読者と目的● 対象読者
EJ カウンタを初めて設置される方、初めてご使用になる方を対象にしています。

● 目的
本書は、本商品の概要、各部の機能、使用方法、保守内容などをご理解いただくことを目的としています。

本書で使用されている表記■ 潜在的な危険性に対する注意喚起を示す表記
取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

■ 行為の禁止および行為の強制を示す表記
行為の禁止の具体的な内容を示します。

行為の強制の具体的な内容を示します。

接地が必要であることを示します。

2

No. 99MBC139J

■ 参考情報や参照先を示す表記
重要

本商品を使用する上で知っておかなければならない情報を示します。

Tips

本文で説明している操作方法や手順に関連する詳細情報および参考情報を示します。
本書または外部の取扱説明書に、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、 「1.4 各部の名称」（14 ページ）を参照してください。

■ その他の表記（ ）（丸かっこ）直前の内容の説明、補足説明を示します。

「 」（かぎかっこ）

強調する語句を示します。また、参照文で参照先を示します。

［ ］（角かっこ）操作キー名称を示します。

1 、 2 、 3 …

作業の順番と、その内容を示します。

»

操作結果を示します。

A軸
B軸

リニヤゲージ接続コネクターの INPUT A に接続したリニヤゲージを「A 軸」、
INPUT B に接続したリニヤゲージを「B 軸」と呼びます。

3

No. 99MBC139J

■ 表記の使用例
2 セットアップ2.1.2

複数の EJ カウンタの連結実施する作業手順、または実施する作業手順の概要を示します。

EJ カウンタを最大で 8 台連結できます。
また、オプションのインタフェースユニットを連結できます。

1 連結する EJ カウンタのカウンター連結用コネクターの保護カバーを取り外す
注記
EJ カウンタの連結に使用しないコネクターの保護カバーは取り付けたままにしてください。ノイズの影響を受けたり、端子に異物が付着したりして、故障の原因となる可能性があります。

2 EJ カウンタを 1 台ずつ DIN レールに取り付ける

参照先を示します。

Tips
詳細は、

「2.1.1 DIN レールへの取り付け／取り外し」（20 ページ）を参照してください。

3 EJ カウンタを連結する
DIN レール上で EJ カウンタをスライドさせて、一方の EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凹）と、もう一方の EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凸）を密着させてください。

安全情報を示します。
注記

知っておかなければならない重要な情報を示します。

EJ カウンタを 9 台以上連結しないでください。故障する可能性があります。

重要

DIN レール上でのスライドはゆっくり行ってください。

21

No. 99MBC139J

4

No. 99MBC139J

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 本商品での注意
注意
本商品を分解・改造しないでください。金属粉の混入によるショートで破損や火災の危険があります。

取り扱い上のご注意■ 本商品の用途や取り扱いについて● 本商品は、対応測定機器にのみ接続して使用してください。
本商品を対応していない測定機器に使用しないでください。
本商品に対応した測定機器については、お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口にご相談ください。

● 本商品は測定機です。
本商品を測定以外の目的に使用しないでください。

● 本商品は工業用商品です。
本商品を工業用以外の用途で使用しないでください。

● 本商品は精密機器です。
本商品の取り扱いには十分ご注意ください。また、ご使用時に各部に衝撃を加えたり、無理な力を掛けたりしないでください。

5

No. 99MBC139J

■ 設置環境
本商品は屋内使用機器です。また、本商品を良好な環境で使用いただけますように以下の設置条件を考慮して、設置してください。
y 振動
本商品は、なるべく振動の少ない場所に設置してください。振動の多い場所で長い間、ご使用されますと、本商品で使用している精密な部品に不具合が生じ、誤動作する場合があります。
y 塵埃
設置場所の塵埃は、電子部品などに悪影響をおよぼしますので、なるべく塵埃の少ない場所に設置してください。
y 光
本商品に直接日光が当たりますと熱の影響によって、本体が変形し、動作に悪影響を与えることになります。窓際など、直接日光が当たる場所に設置せざるを得ない場合は、カーテンなどにより遮光してください。
y 周囲温度、湿度
温度や湿度が急激に変化する場所は避けてください。
次のような場所で使用する際は、遮へい対策を十分に行ってください。
y 静電気などによる、ノイズが発生する場所
y 電界強度の強い場所
y 電源線／動力線が、近くを通る場所
y 切粉、切削油、水などの影響を直接受ける場所
y 放射線を被曝するおそれのある場所
y 腐食性ガスなどを受けるおそれのある場所■ お手入れについて
洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。本商品の汚れは、繊維の出ない
柔らかい布で軽く拭き取ってください。

■ 電源
y オプションの AC アダプターを使用する場合、工作機械や大型の CNC 制御測定機などが接続されていない AC 電源と接続してください。
y 市販の DC 電源を使用する場合、直流 10 V 〜 27 V で出力電流 3 A 以上のものを使用してください。
本商品と DC 電源の接続配線の長さは 30 m 未満とし、DC 電源と本商品は 1 対 1 で接続してくだ
さい。
y DC 電源は他の大電力機器の電源と共用しないでください。
y 屋外配線は避けてください。
y 接地は必ず行ってください。
y AC アダプターを使用する場合は、アース付きの 3P コンセントを使用してください。

6

No. 99MBC139J

電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。
本商品は工業用商品です。住宅環境での使用は意図しておりません。住宅環境で使用すると、他の機器に対して電磁妨害を発生する可能性があります。その場合には電磁妨害に対する適切な対策が必要となります。

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める
16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場合、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 1 から 15 の項」によるリスト規
制貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

欧州諸国などへの輸出に関するご注意
本商品を輸出される際は、英文の取扱説明書 ･ 適合宣言書（場合によっては輸出国公用語）が必要となる場合があります。
詳細につきましては弊社にご相談ください。

日本国内で本商品を廃棄する際のご注意
y 事業者として廃棄する場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物処理法）等の関連法令に従い、適正な廃棄処理をしてください。
y 個人として廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意商品または包装に記されたこのシンボルマークは、欧州諸国の規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルに
ご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口にご相談く
ださい。

7

No. 99MBC139J

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口（ 「営業・サービスの窓口」（App-1 ページ））へご連絡ください。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷
y メンテナンス上、修理上または取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷
y お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷
y ミツトヨによって指定されまたは許可されているハードウェアまたはソフトウェア以外のハード
ウェアまたはソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、
非侵害の保証または取引過程、使用または取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、もしくはデータの損失、または本商品の使用もしくは使用不能によって生じた特別損害、直接
損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツトヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

8

No. 99MBC139J

1 概要

1

概要

EJ カウンタの概要と各部の名称およびその機能について説明します。

1

1.2 システム構成 …………………………………………………………………… 11
1.3 接続できるリニヤゲージ ……………………………………………………… 12
1.4 各部の名称 ……………………………………………………………………… 14
1.5 標準付属品 ……………………………………………………………………… 16
1.6 操作の流れ ……………………………………………………………………… 179

No. 99MBC139J

概要

1.1 主な機能と特長 ………………………………………………………………… 10

1 概要

1.1

主な機能と特長

EJ カウンタは、リニヤゲージ用のカウンターです。
y 差動方形波出力のリニヤゲージを接続できます（原点マークの有無は問いません）。
y 小型、省スペースで、DIN レールに取り付けて使用します。
y 本商品 1 台につき、リニヤゲージを 2 本接続できます。また、
EJ カウンタを 8 台まで連結できるため、合計で 16 本のリニヤゲージを接続できます。
y 公差判定、ピークホールド、同じカウンターに接続された 2 軸間の和差演算などの機能があります。
また、公差判定結果は I/O 出力ができます。
y オプションのインタフェースユニットを経由して PC や PLC（プログラマブルロジックコントローラ）に接続し、測定結果を出力できます。また、インタフェースユニットを経由して、PC などから EJ カウンタの各種設定ができます。

10

No. 99MBC139J

1 概要

1.2

システム構成リニヤゲージ（各 EJ カウンタに 2 本ずつ。
最大で 16 本接続可能）

EJ カウンタ（最大で 8 台接続可能）

インタフェースユニット（オプション）*
無償ダウンロードアプリケーション
LG QuickSetupTool（https://www.mitutoyo.co.jp）

PC

PLC* インタフェースユニットは以下のいずれかを接続できます。
インタフェースユニット USB（パーツ No.：21HZA149）
インタフェースユニット CC-Link（パーツ No.：21HZA186）
インタフェースユニット PROFINET（パーツ No.：21HZA187）
インタフェースユニット EtherNet/IP（パーツ No.：21HZA188）
インタフェースユニット EtherCAT（パーツ No.：21HZA264）

Tips• 本商品に接続できるリニヤゲージの詳細は、てください。

「1.3 接続できるリニヤゲージ」（12 ページ）を参照し• リニヤゲージは、用途に合わせて選択、購入してください。
• インタフェースユニットはオプションです。
• PC および PLC は、お客様でご準備ください。

11

No. 99MBC139J

1 概要

1.3

接続できるリニヤゲージ

接続できるリニヤゲージは以下の通りです。

■ コネクターが 10 ピンのリニヤゲージ
コード No.

仕様

型番

タイプ

分解能

ストローク

542-190

LG100-110

0.001 mm（1 μm）

542-191

LG100-0510

0.0005 mm（0.5 μm） 10 mm

542-192

LG100-0110

0.0001 mm（0.1 μm）

542-193

LG100-125

542-194

LG100-0525

542-195

LG100-0125

0.0001 mm（0.1 μm）

542-196

LG100-150

0.001 mm（1 μm）

542-197

LG100-0550

0.0005 mm（0.5 μm）

542-186

LG200-110

0.001 mm（1 µm）

542-187

LG200-0510

542-188

LG200-0110

標準／原点付き

0.001 mm（1 μm）
0.0005 mm（0.5 μm） 25 mm

50 mm

0.0005 mm（0.5 µm） 10 mm

標準0.0001 mm（0.1 µm）■ コネクターが 8 ピンのリニヤゲージ
Tips• 接続するには、オプションの変換ケーブル（パーツ No. 21HZA194）が必要です。
変換ケーブルの外観寸法図は、 「6.3 オプション」（71 ページ）を参照してください。
• このほかにも差動方形波出力を行うリニヤゲージは接続できます（オプションの変換ケーブルが必要です）。
コード No.

型番

仕様
タイプ

分解能

ストローク

542-164

LGF-110ZL-B

10 mm

542-165

LGF-125ZL-B

542-166

LGF-150ZL-B

542-174

LGF-0510ZL-B

542-175

LGF-0525ZL-B

0.0005 mm（0.5 μm） 25 mm

542-176

LGF-0550ZL-B

50 mm

0.001 mm（1 μm）
標準／原点付き

12

25 mm
50 mm
10 mm

No. 99MBC139J

1 概要■ コネクターが 6 ピンのリニヤゲージ
Tips• 接続するには、オプションの変換ケーブル（パーツ No. 21HZA193）が必要です。
変換ケーブルの外観寸法図は、 「6.3 オプション」（71 ページ）を参照してください。
• このほかにも差動方形波出力を行うリニヤゲージは接続できます（オプションの変換ケーブルが必要です）。
• この商品を使用する場合は、市販の DC 電源ノイズフィルターをご使用ください。詳細は「2.3.2 DC 電源接続」（27 ページ）を参照してください。
コード No.

型番542-161

LGF-110L-B

542-162

LGF-125L-B

542-163

LGF-150L-B

542-171

LGF-0510L-B

542-172

LGF-0525L-B

542-173

LGF-0550L-B

542-181

LGF-0110L-B

542-182

LGF-0125L-B

542-156

LGK-110542-157

LGK-0510542-158

LGK-0110542-204

LGB-105L

542-222

LGB-110542-222H

LGB-110H

542-224

LGB-110-1

542-230

LGB-110AR

542-246

LGB2-0105L

542-244

LGB2-105L

542-262

LGB2-110542-262H

LGB2-110H

542-264

LGB2-110-1

542-270

LGB2-110AR

542-312

LG-01100542-316

LG-01100C

542-314

LG-01100P

542-332

LG-1100

542-336

LG-1100C

542-334

LG-1100P

仕様
タイプ

分解能

ストローク

備考

10 mm
0.001 mm（1 μm）

25 mm
50 mm

標準

10 mm
0.0005 mm（0.5 μm） 25 mm
50 mm
0.0001 mm（0.1 μm）

スリム
（ø12）

10 mm
25 mm

DC 電源ノイズフィ
ルターの接続が必要

0.001 mm（1 μm）
0.0005 mm（0.5 μm） 10 mm
0.0001 mm（0.1 μm）
5 mm

スリム
（ø8）

0.001 mm（1 μm）

10 mm

高精度
低測定力
エア駆動

0.0001 mm（0.1 μm）
スリム（ø9.52/8） 0.001 mm（1 μm）

5 mm

10 mm

高精度
低測定力
エア駆動

0.0001 mm（0.1 μm）
ロングス
トローク

低測定力
100 mm0.001 mm（1 μm）

ゴムキャップ付き
低測定力
ゴムキャップ付き

13

No. 99MBC139J

1 概要

1.4

各部の名称

1.4.1

本体
② カウンター連結用コネクター（凸）前面（透過カバーあり）①リ
 ニヤゲージ接続コネ③ I/O コネクター④ 接地端子クター（INPUT A/B）

前面（透過カバーなし）

表示部（1.4.2 参照）

シリアルラベル
ピンアサインラベル⑤ カウンター連結用コネクター（凹）背面⑥DIN レール取り付け部
番号

名称

説明

①

リニヤゲージ
接続コネクター（INPUT A/B）

A/B それぞれにリニヤゲージを接続できます。

②

カウンター連結用コネクター（凸）別の EJ カウンタ、または、オプションのインタフェースユニッ
トを接続できます。

③④⑤

I/O コネクター

付属のコネクタープラグを使い、電源や外部機器と接続します。

接地端子

付属のアースリードとアース板を使用し、接地します。

カウンター連結用コネクター（凹）別の EJ カウンタ、または終端抵抗ユニットを接続できます。

INPUT A に接続したリニヤゲージを「A 軸」、INPUT B に接続したリニヤゲージを「B 軸」と呼びます。

Tips
終端抵抗ユニットは、オプションのインタフェースユニットの付属品です。

⑥

DIN レール取り付け部

本商品を DIN レールに取り付けるために使用します。

14

No. 99MBC139J

1 概要

1.4.2

表示部
⑤
①

⑥
1

⑦

⑧

Ch. 2

MIN

TIR

②

MAX

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

③

④

■ 操作キー
番号

名称① ［SEL/CE］
キー

説明チャンネルの切り替えや、各種設定時の各項目間の移動に使用します。
［Fn］キーと同時押しでエラーを解除します。

Tips
A 軸、B 軸、チャンネルの詳細は、を参照してください。

「■ 応用パラメーター」（44 ページ）

② ［MODE］（＞） ピークモードの切り替えや、各種設定時の桁移動に使用します。［Fn］キー
キーと同時押しでパラメーター設定画面に移行します。
③ ［P.SET］（∧） プリセットします。
［Fn］キーと同時押しでプリセット値やピーク値をクリアーできます。プリセッ
キー
ト値／公差値やパラメーターの設定時には選択されている桁の値を増やします。
④ ［Fn］キー

プリセット値／公差値の設定を開始／終了します。

■ 数値・インジケーター表示画面
番号

名称

説明

⑤

数値表示

数値が表示されます。

⑥

チャンネル
（Ch.）表示

選択しているチャンネル（Ch.）の番号が点灯します。
各チャンネル（Ch.）に表示される内容は、パラメーター番号 03 の設定によって変わります。
HOLD 中は、選択しているチャンネル（Ch.）の番号が点滅します。

Tips
パラメーター番号 03 の詳細は、てください。
⑦「■ 応用パラメーター」（44 ページ）を参照し

公差
公差判定結果を表示します。
インジケーター エラー発生時はが表示されます。

Tips
公差判定結果の表示の詳細は、 「3.2.4 公差判定」（37 ページ）を参照してください。
⑧

ピーク
選択されているピークモードに応じて、LED が点灯／消灯します。
インジケーター 消灯時：現在値表示
MAX のみ点灯時：最大値表示
MIN のみ点灯時：最小値表示
MAX/MIN ともに点灯時：振れ幅（最大値と最小値の差）表示

15

No. 99MBC139J

1 概要

1.5

標準付属品
品名

個数

コネクタープラグ（フエニックス・コンタクト製
1790519 DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR）

説明
電源および I/O 信号線は本プラグに結線し、本体のコネクターへ接続します。

1

Tips
詳細は、 「2.3.3 AC アダプター（オプション）の接続」（29 ページ）を参照してください。
EJ カウンタを連結して使用する場合に、隣接するEJ カウンタのアース端子を接続し、アースリードの省配線のために使用します。

アース板
1

Tips
詳細は、 「2.3.1 アース接続」（25 ページ）を参照してください。
お客様ご準備のアースと EJ カウンタを接続するために使用します。必要な長さに切断して、利用できます。

片端 Y 端子付きアースリード（線番：AWG18 × 4 ｍ、シース：灰色）
1

Tips
詳細は、 「2.3.1 アース接続」（25 ページ）を参照してください。

クイックスタートガイド

1

WEEE 説明書

1

保証書

1

99MBC140B

Tips• AC アダプター、AC コード、DC プラグはオプションです。
• オプションの詳細は、「6.3 オプション」（71 ページ）を参照してください。

16

No. 99MBC139J

1 概要

1.6

操作の流れ

以下に、基本的な操作の流れを示します。
実線の枠で囲まれた操作は必ず行ってください。破線の枠で囲まれた操作は必要に応じて行ってください。
セットアップ「2 セットアップ」（19 ページ）

パラメーターの設定「3.3 パラメーターの設定」（41
ページ）

準備

測定ワークを用意（必要に応じてマスターも用意）

プリセット値、公差値の設定「3.2.5 プリセット値／公差値の設定」（38 ページ）ゼロセット／プリセット「3.2.2 プリセット」（34 ページ）

通常測定／ピークモード測定「3.2.3 ピークホールド」（36 ペー
ジ）

測定

出力

「4 データ出力」（51 ページ）

結果出力

17

No. 99MBC139J

1 概要

MEMO

18

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2

セットアップ
2.1 設置 ……………………………………………………………………………… 20
2.2 リニヤゲージの接続 …………………………………………………………… 23
2.3 電源の接続 ……………………………………………………………………… 24

2セットアップ19

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.1

設置

2.1.1

DIN レールへの取り付け／取り外し

本商品は、DIN レールに取り付けて使用します。

重要本商品の DIN レールへの取り付け／取り外しは、リニヤゲージやコネクタープラグを取り外した状態で、1 台ずつ行ってください。

Tips
DIN レールはお客様にてご用意ください。
DIN レール適用型名（JIS C 2812、IEC 60715）：TH35-7.5Al、TH35-7.5Fe、TH35-15Fe■ 取り付け本商品背面のツメ（灰色）を DIN レールに押し付けながら、もう一方のツメを DIN レールに掛けて
ください。

2

1
DIN レール■ 取り外し本商品を矢印 1 の方向に押し付けながら、もう一方のツメを DIN レールから外してください。

1
2

20

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.1.2

複数の EJ カウンタの連結

EJ カウンタを最大で 8 台連結できます。
また、オプションのインタフェースユニットを連結できます。

1 連結する EJ カウンタのカウンター連結用コネクターの保護カバーを取り外す
注記
EJ カウンタの連結に使用しないコネクターの保護カバーは取り付けたままにしてください。ノイズの影響を受けたり、端子に異物が付着したりして、故障の原因となる可能性があります。

2 EJ カウンタを 1 台ずつ DIN レールに取り付ける
Tips
詳細は、

「2.1.1 DIN レールへの取り付け／取り外し」（20 ページ）を参照してください。

3 EJ カウンタを連結する
DIN レール上で EJ カウンタをスライドさせて、一方の EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凹）と、もう一方の EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凸）を密着させてください。

注記
EJ カウンタを 9 台以上連結しないでください。故障する可能性があります。

重要

DIN レール上でのスライドはゆっくり行ってください。

21

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.1.3

DIN レール用固定金具の取り付けオプションの DIN レール用固定金具（パーツ No. 21HZA157）を使用して、DIN レールに取り付けた
EJ カウンタを固定できます。

1 固定金具のねじ穴に近い方のツメを DIN レールに掛けて押し込みながら、もう一方のツメを DIN レー
ルに掛ける
ねじ穴

2

DIN レール用固定金具

1

2 DIN レール上をスライドさせて、固定金具を EJ カウンタに接する位置に移動させる
DIN レール用固定金具

3 固定金具に付属されているねじを固定金具のねじ穴にねじ込み、ねじの先端が DIN レールに当たって固定金具が動かなくなるまで、しっかり締める
Tips
固定金具に付属しているねじは、TH35-7.5 への固定用です。
TH35-15 用は別途ご準備ください。（M4）4 手順 1 〜手順 3 を繰り返し、EJ カウンタの反対側にも固定金具を取り付け固定する

22

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.2

リニヤゲージの接続

本商品に、リニヤゲージを接続します。
必ず電源を遮断した状態で行ってください。

1 本商品のリニヤゲージ接続コネクターの保護カバーを取り外す
2 本商品のリニヤゲージ接続コネクターにリニヤゲージのコネクターを差し込む
リニヤゲージのコネクターの突起と、本商品のリニヤゲージ接続コネクターの切り欠きの位置を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
切り欠き位置（5 か所）を合わせる

リニヤゲージのコネクタ差込面

3 リニヤゲージを取り外すときは、リニヤゲージのコネクターのロックカバーを本商品と反対側にスラ
イドさせながら引き抜く

注記• リニヤゲージを取り外すときは、無理に引き抜くとリニヤゲージが破損するおそれがありますので、ご注意ください。
• リニヤゲージを 1 本のみ接続して使用する場合は、リニヤゲージを接続しないコネクターの保護カバーは、取り付けたままにしてください。ノイズの影響を受けたり、端子に異物が付着したりして、故障の原因となる可能性があります。
• リニヤゲージは本商品に負荷がかからないように固定してください。配線方法は、ご使用のリニヤゲージの取扱説明書をご確認ください。

Tips• リニヤゲージを 1 本のみ接続して使用する場合は、パラメーター番号 03 を 6 または 7 に設定して、ご使用ください。パラメーター番号 03 の詳細は、 「■ 応用パラメーター」（44 ページ）を参照してください。
• 本商品に接続できるリニヤゲージの詳細は、ください。

「1.3 接続できるリニヤゲージ」（12 ページ）を参照して

23

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.3

電源の接続

電源の接続方法について説明します。

注記
他の大電力機器と電源を共有しないでください。誤動作や故障の原因となる場合があります。

重要

複数台の EJ カウンタを連結している場合は、1 台の EJ カウンタに電源を接続するとほかの EJ カウンタにも電力が供給されます。

24

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.3.1

アース接続

付属のアースリードやアース板を使用してアース接続する方法について説明します。
電源を接続する前にアース（接地）接続を必ず行ってください。接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。

Tips
複数台の EJ カウンタを連結している場合は、1 台の EJ カウンタにのみアースリードを使用し、ほかの EJ
カウンタとはアース板を使用して接続します。

1 アースリードの被覆を、Y 字端子の反対側の末端から約 15 mm 剥く
15 mm

アースリード2 本商品の接地端子のねじをゆるめて、アースリードの被覆を剥いた部分を巻き付ける
3 接地端子のねじを締めてアースリードを固定する

4 アースリードの Y 字端子をアースを取る場所に接続し固定する
Tips• Y 字端子側には M5 程度のねじを使用できます。
• アースリードが長すぎる場合は、アースリードを切断してお客様の使用環境にあった長さに調整した上で使用してください。

25

No. 99MBC139J

2 セットアップ■ 複数台の EJ カウンタを連結している場合には複数台の EJ カウンタを連結している場合は、すべての EJ カウンタを付属のアース板を使って接続します。

1 接地端子のねじを外す

2 アース板の丸穴に外したねじを通し、接地端子に仮止めする

3 隣の EJ カウンタの接地端子のねじをゆるめて、アース板の切り欠き部を引っ掛ける

4 手順 1 〜手順 3 の操作を繰り返して、隣り合った EJ カウンタをすべてアース板で接続する
5 すべての EJ カウンタの接地端子のねじをしっかり固定する

26

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.3.2

DC 電源接続

本商品に DC 電源を接続する方法を説明します。

重要• 市販の DC 電源を使用する場合、直流 10 V 〜 27 V で出力電流 3 A 以上のものを使用してください。本商
品と DC 電源の接続配線の長さは 30 m 未満とし、DC 電源と本商品は 1 対 1 で接続してください。

• DC 電源は他の大電力機器の電源と共用しないでください。
• 0.0001 mm（0.1 μm）分解能の LGF を接続して使用する場合は、市販の DC 電源ノイズフィルターをご使用ください。（弊社試験時に使用したノイズフィルターは、コーセル株式会社製 ESP-06-472-D）
対象となるリニヤゲージは、 「■ コネクターが 6 ピンのリニヤゲージ」（13 ページ）を参照してください。

1 電源ケーブルを付属のコネクタープラグに接続する
1 番ピン（A）：10-27V DC
2 番ピン（B）：GND
B（GND）A（10-27V DC）

D

C● ケーブルの先端が棒端子付きの場合
棒端子を A、B の奥まで差し込みます。

Tips• コネクタープラグに適合するのは、導電部が 10 mm の棒端子です。
推奨型番：フエニックス・コンタクト製 3241129 AI 0,34-10 TQ• 本商品は内部 GND とアースが商品内部で接続されています。
● ケーブルの先端が撚り線の場合コネクタープラグの C、D を精密ドライバー（−）などで奥まで押しながらケーブルを A、B の奥まで差し込んで、ボタンを離します。
ケーブルを引っ張るなどして、コネクタープラグに撚り線が固定されていることを確認してください。
● ケーブルを取り外すときはコネクタープラグのボタンを精密ドライバー（−）などで押しながらケーブルを引き抜きます。

注記
無理に引き抜くと、コネクタが破損したりケーブルが断線したりするおそれがあります。

27

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2 コネクタープラグの両脇にあるレバーを中央の位置にする
Tips
レバーの位置は 3 段階あります。一番下（A）の位置まで下げると、コネクタープラグを本商品に取り付けづらくなります。

A

3 コネクタープラグを本商品の I/O コネクターに差し込む
I/O コネクターの両脇にある穴と、コネクタープラグの両脇にあるレバーのツメの位置を合わせて、コネクタープラグを押し込みます。
コネクタープラグのツメが I/O コネクターの両脇にある穴に掛かり、レバーが止まるまで差し込んで
ください。

注記
コネクタープラグを取り外す際は、両脇のレバーを先端のツメが EJ カウンタのコネクターから外れる方向（下記イラストの視点では左方向）に操作すると外れます。無理に引き抜くと破損の原因になります。

28

No. 99MBC139J

2 セットアップ

2.3.3

AC アダプター（オプション）の接続

以下のオプションを使用して電源に接続する方法を説明します。
y 棒端子付き DC ジャック（パーツ No.：21HZA209）y AC アダプター（パーツ No.：357651）
y AC コード（パーツ No.：02ZAA000）

1 棒端子付き DC ジャックを付属のコネクタープラグに接続する棒端子付き DC ジャックの赤いケーブルの端子を A、黒いケーブルの端子を B の奥まで差し込みます。

Tips
オプションの棒端子付き DC ジャックの先端は、そのまま穴に差し込めます。
B（黒いケーブルの端子を接続） A（赤いケーブルの端子を接続）● ケーブルを取り外すときはコネクタープラグのボタンを精密ドライバー（−）などで押しながらケーブルを引き抜きます。

注記
無理に引き抜くと、コネクタが破損したりケーブルが断線したりするおそれがあります。

2 コネクタープラグの両脇にあるレバーを中央の位置にする
Tips
レバーの位置は 3 段階あります。一番下（A）の位置まで下げると、コネクタープラグを本商品に取り付けづらくなります。

A29

No. 99MBC139J

2 セットアップ

3 コネクタープラグを本商品の I/O コネクターに差し込む
I/O コネクターの両脇にある穴と、コネクタープラグの両脇にあるレバーのツメの位置を合わせて、コネクタープラグを押し込みます。
コネクタープラグのツメが I/O コネクターの両脇にある穴に掛かり、レバーが止まるまで差し込んで
ください。

注記
コネクタープラグを取り外す際は、両脇のレバーを先端のツメが EJ カウンタのコネクターから外れる方向（下記イラストの視点では左方向）に操作すると外れます。無理に引き抜くと破損の原因になります。

4 AC アダプターに電源ケーブルを接続し、電源プラグをコンセントに接続する
5 棒端子付き DC ジャックに AC アダプターを接続する
重要

測定中に、棒端子付き DC ジャックから AC アダプターが抜け落ちないように接続してください。

30

No. 99MBC139J

3 操作方法

3

操作方法
3.1 電源オン／オフ ………………………………………………………………… 32
3.2 測定機能 ………………………………………………………………………… 33
3.3 パラメーターの設定 …………………………………………………………… 41

3
操作方法

31

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.1

電源オン／オフ

本商品に電源スイッチはありません。
本商品の電源をオン／オフする際は、供給される電源自体のオン／オフを切り替えるか、電源ケーブ
ルなどを抜き差ししてください。
電源が入ると、ID 番号が自動的に割り当てられてから、計数スタンバイ状態になります。
計数スタンバイ状態で［SEL/CE］キーを押すと、計数を開始します。

計数スタンバイ状態
Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

なお、複数台の EJ カウンタを連結している場合は、カウンター部の表示が正方向になる向きにした
ときに上になる EJ カウンタから順に ID 番号が割り振られます。

順に ID 番号が割り振られる（図は ID 番号自動割り当て時）

Tips• ID 番号は自動的に 01 〜 08 が割り当てられます。
前回の電源投入時にパラメーター番号 19 で任意の ID 番号（50 〜 99）を指定されている場合は、指定された ID 番号になります。
• 前回の電源投入時にパラメーター番号 09 で起動時に数値表示をするように設定されていた場合は、INC 機種のリニヤゲージが接続されているときは、
すぐに計数を開始します。
原点マーク付きリニヤゲージが接続されているときは、パラメーター番号 05 の設定によって、すぐに計数を開始するか、原点検出待ちの状態のどちらかになります。

原点検出待ちの状態
1

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

• 詳細は、「3.3.2 パラメーター一覧」（43 ページ）を参照してください。

32

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.2

測定機能

3.2.1

表示するチャンネル（Ch.）の切り替え

計数表示画面で［SEL/CE］キーを押すたびに、表示されるチャンネル（Ch.）
が切り替わります。

チャンネル（Ch.）1 表示
1

Tips• 工場出荷時は、Ch. 1 に A 軸計数、Ch. 2 にB 軸計数が表示されます。
• 各チャンネル（Ch.）に表示される内容は、パラメーター番号 03 の設定によって変更できます。
パラメーター番号 03 の詳細は、 「■ 応用パラメーター」（44 ページ）を参照してく
ださい。

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

チャンネル（Ch.）2 表示
Ch. 2

33

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.2.2

プリセット

現在値をあらかじめ設定された任意の値（プリセット値）に置き換えます。

Tips• 出荷時はプリセット値が 0 に設定されています。
詳細は、「3.2.5 プリセット値／公差値の設定」（38 ページ）を参照してください。

• ゼロセットを行う場合はプリセット値を 0 に設定した上でプリセットを行ってください。

■ プリセットを行う
Tips
詳細は、

「3.2.1 表示するチャンネル（Ch.）の切り替え」（33 ページ）を参照してください。

1 プリセットしたいチャンネルを表示させる
2 ピークモードを現在値表示にする［MODE］（＞）キーを押して、ピークインジケー
ター（MIN/MAX）が消灯している状態にします。

1

Tips

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

詳細は、 「3.2.3 ピークホールド」（36 ページ）を参照してください。

3 ［P.SET］（∧）キーを押す»

現在値がプリセット値に置き換わる。

»

最大値と最小値、および振れ幅がクリアーさ
れる。

1

34

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

No. 99MBC139J

3 操作方法■ プリセット以前の計数値に戻す
Tips
プリセット以前の計数値に戻すことができるのは、現在値表示のみです。最大値表示／最小値表示／振れ幅（最大値と最小値の差）表示になっている場合は、現在値表示にしてから操作を行ってください。
詳細は、「3.2.3 ピークホールド」（36 ページ）を参照してください。

1 プリセット以前の計数値に戻したいチャンネルを表示させる
Tips
詳細は、

「3.2.1 表示するチャンネル（Ch.）の切り替え」（33 ページ）を参照してください。

2 ［Fn］キーを押しながら［P.SET］（∧）キーを押す»»

プリセットが解除され、プリセット以前の計数値に戻る。

1

最大値と最小値、および振れ幅がクリアーさ

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

れる。

35

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.2.3

ピークホールド

現在値表示のほか、最大値／最小値／振れ幅（最大値と最小値の差）を検出し、表示できます。

■ ピークモードを切り替える
1 ピークモードを切り替えたいチャンネルを表示させる
Tips
詳細は、

「3.2.1 表示するチャンネル（Ch.）の切り替え」（33 ページ）を参照してください。

2 ピークモードを切り替える［MODE］（＞）キーを押すたびにピークモードが切り替わります。
現在値表示
MIN

TIR

MAX

最大値表示
MIN

TIR

最小値表示
MAX

MIN

Ch.

TIR

MIN

TIR

振れ幅表示
MAX

MIN

TIR

MAX

MAX

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

■ ピーク値をクリアーする
1 ピーク値をクリアーしたいチャンネルを表示させる
Tips
詳細は、

「3.2.1 表示するチャンネル（Ch.）の切り替え」（33 ページ）を参照してください。

2 ピークモードを最大値表示／最小値表示／振れ幅表示のいずれかに切り替える［MODE］（＞）キーを押すたびにピークモードが切り替わります。

1

Ch.

TIR

MAX

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

3 ［Fn］キーを押しながら、［P.SET］（∧）キーを押す»

最大値と最小値、および振れ幅がクリアーさ
れる。

1

36

Ch.

TIR

MAX

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.2.4

公差判定

パラメーター設定で公差判定が有効の場合は、公差判定が行われます。
公差判定には、3 段階判定と 5 段階判定の 2 つがあります。

Tips
公差判定を行うには、あらかじめパラメーター番号 08 の設定値を 0（3 段公差）または 1（5 段公差）に設定した上で、公差値の設定を行ってください。
詳細は、「3.3 パラメーターの設定」（41 ページ）、
ジ）を参照してください。

「3.2.5 プリセット値／公差値の設定」（38 ペー■ 3 段公差の場合
公差値 S1 と S4 の設定で、以下のように 3 段公差を判定します。
判定条件

公差インジケーター

測定結果 ＜ S1（L1）

S1 ≦ 測定結果 ≦ S4

（L3）

S4 ＜ 測定結果（L5）

エラーで測定値なし■ 5 段公差の場合
公差値 S1/S2/S3/S4 の設定で、以下のように 5 段公差を判定します。
判定条件

公差インジケーター

測定結果 ＜ S1（L1）

S1 ≦ 測定結果 ＜ S2

（L2）

S2 ≦ 測定結果 ≦ S3

（L3）

S3 ＜ 測定結果 ≦ S4

（L4）

S4 ＜ 測定結果（L5）

エラーで測定値なし■ 公差判定の対象
ピークモードによって公差判定の対象が異なります。
ピークモード公差判定の対象

現在値表示

現在値

最大値表示

最大値

最小値表示

最小値

振れ幅表示

振れ幅

37

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.2.5

プリセット値／公差値の設定

チャンネルごとにプリセット値と公差値を設定できます。

Tips• パラメーター設定で表示モードを速度表示にしている場合は、プリセット値は設定できません。
• パラメーター設定で公差なしにしている場合は、公差値は設定できません。また、3 段公差の場合と 5 段
公差の場合で公差値の設定項目は異なります。あらかじめパラメーター設定で 3 段公差または 5 段公差を選択してください。

1 プリセット値／公差値を設定したいチャンネルを表示させる
Tips
詳細は、

「3.2.1 表示するチャンネル（Ch.）の切り替え」（33 ページ）を参照してください。

2 ［Fn］キーを押す»

プリセット値の設定画面に移行する。

1

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

3 プリセット値を設定する［MODE］（＞）キーで桁を移動して、［P.SET］（∧）キーで数値を変更します。
選択中の桁は表示が点滅します。
桁移動
1

Ch.

数値変更
TIR

［MODE］
（＞）キー
1

Ch.

1

マイナスの値に設定

Ch.

［P.SET］
（∧）キー
TIR

1

1

TIR

Ch.

TIR

［P.SET］
（∧）キー

Ch.

1

TIR

Ch.

TIR

Tips
• プリセット値の設定中、公差インジケーターにはが表示されます。

• プリセット値をマイナスに設定したい場合は、最上位桁をマイナス符号付きの数値に変更できます。最上位桁の数値は、［P.SET］（∧）キーを押すごとに以下のように変わります。
0 → 1 → 2 →……→ 9 → -0 → -1 → -2 →……→ -9 → 0• ［Fn］キーを押しながら［MODE］（＞）キーや［P.SET］（∧）キーを押すと、桁移動方向や数値が逆順で変わります。
• プリセット値の設定のみで終える場合、手順 4 〜 7 は省略できます。

38

No. 99MBC139J

3 操作方法

4 ［SEL/CE］キーを押す»

プリセット値の設定が確定する。

»

公差値 S1 の設定画面に移行する。

5 公差値 S1（公差インジケーターの表示：）を設定する［MODE］（＞）キーで桁を移動して、［P.SET］（∧）
キーで数値を変更します。

1

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

Tips
• 公差値をマイナスに設定したい場合は、最上位桁をマイナス符号付きの数値に変更できます。
• ［Fn］キーを押しながら［MODE］（＞）キーや［P.SET］（∧）キーを押すと、桁移動方向や数値が逆順で変わります。

6 ［SEL/CE］キーを押す»

公差値 S1 の設定が確定する。

3 段公差設定の場合
1

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

5 段公差設定の場合
1

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

»

3 段公差設定の場合は公差値 S4（公差インジケーター表示：）の設定画面に移行する。

»

5 段公差設定の場合は公差値 S2（公差インジケーター表示：）の設定画面に移行する。

Tips
設定する公差値（S1、S2、S3、S4）に応じて公差インジケーターの状態が以下のように変わります。
公差値
3 段公差設定

公差インジケーター

5 段公差設定

S1

S1

−

S2

−

S3

S4

S4

7 手順 5 〜手順 6 の操作を繰り返して、公差値 S4（5 段公差設定の場合は S2、S3、S4）を設定す
る
Tips
公差値 S4 の設定画面で［SEL/CE］キーを押すと、手順 2 のプリセット値の設定画面に戻ります。

39

No. 99MBC139J

3 操作方法

8 設定が終わったら［Fn］キーを押す»

計数表示画面に戻る。

Tips• 下記の設定の場合、エラー (Error 90) になります。
3 段公差設定の場合：S1 ≦ S4 以外の設定
5 段公差設定の場合：S1 ≦ S2 ≦ S3 ≦ S4 以外の設定• エラーになった場合は［Fn］キーを押しながら［SEL/CE］キーを押して、手順 2 のプリセット値の設定画面に戻り、再度設定を行ってください。

9 必要に応じて、新しいプリセット値でプリセットを行う
Tips
詳細は、

「3.2.2 プリセット」（34 ページ）を参照してください。

40

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.3

パラメーターの設定

パラメーターで、計数方向、表示、外部出力などを設定できます。必要に応じて各パラメーターの設定をしてください。

Tips• 基本パラメーターの詳細は、「■ 基本パラメーター」（43 ページ）を参照してください。

• 応用パラメーターの詳細は、「■ 応用パラメーター」（44 ページ）を参照してください。

3.3.1

設定方法

パラメーターの設定は、本商品のキー操作で行う方法と、オプションのインタフェースユニットを経由して外部から行う方法があります。

■ キー操作による設定方法
1 ［Fn］キーを押しながら［MODE］（＞）キーを押す»

パラメーター設定画面に移行する。

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

パラメーター番号

設定値

2 設定を変更したいパラメーター番号を表示させる［SEL/CE］キーを押すたびに、パラメーター番号が変わります。

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

設定値
パラメーター番号
設定する軸（軸ごとに設定できる項目のみ）

Tips• パラメーターによっては、A 軸、B 軸で個別に設定します。A 軸、B 軸を個別に設定するパラメーターの場合は、まず A 軸の設定画面が表示され、［SEL/CE］キーを押すと B 軸の設定画面が表示されます。
• ［Fn］キーを押しながら［SEL/CE］キーを押すと、パラメーター番号が逆順で変わります。

41

No. 99MBC139J

3 操作方法

3 設定値を変更する［P.SET］（∧）キーを押すと、表示されているパラ
メーター番号の設定値が変わります。

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

パラメーター番号

設定値

Tips• 設定値が 2 桁の場合は、［MODE］（＞）キーで変更する桁を移動できます。
• ［Fn］キーを押しながら［P.SET］（∧）キーを押すと、設定値が逆順で変わります。

4 ［Fn］キーを押しながら［MODE］（＞）キーを押す»

設定が反映される。

»

計数表示画面に移行する。

1

Ch.

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

■ 外部入力による設定方法
オプションのインタフェースユニットを経由して、外部から本商品のパラメーターを変更することも
できます。

Tips
詳細は、

別冊の「インタフェースユニットのユーザーズマニュアル」を参照してください。

42

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.3.2

パラメーター一覧

重要• 間違ったパラメーター設定を行うと、正しい測定結果を得られないことやエラーが表示されることがあります。
• 正しく動作しない場合やエラーが表示される場合は、 「5 トラブルシューティング」（61 ページ）で内容を確認して正しく設定を行ってください。

■ 基本パラメーター
測定に関する基本的なパラメーターです。
測定を開始する前に、必ず設定してください。
番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作

初期値

接続するリニヤゲージの分解能に合わせ最小表示量を設定します。
A 軸、B 軸で個別に設定します。

0：0.005 mm（5 μm）
04

05

06

07

リニヤゲージ○の分解能（最小表示量）原点検出機能 −計数方向○

原点検出方向 ○1：0.001 mm（1 μm）
2：0.0005 mm（0.5 μm）

1

3：0.0001 mm（0.1 μm）

0：無効
1：有効

0：＋方向
1：−方向

0：＋方向
1：−方向

43

説明

Tips
接続するリニヤゲージの分解能と設定が一致しない場合は、表示値が定数倍になり、正しい値を表示しません。

0原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、原点機能の有効／無効を選択します。

0

リニヤゲージのスピンドル動作方向と数値の増減の関係を設定します。
0 に設定した場合、上死点方向にス
ピンドルが動くと数値が増加します。
1 に設定した場合、下死点方向にス
ピンドルが動くと数値が増加します。
A 軸、B 軸で個別に設定します。

0

原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、原点検出時のリニヤゲージのス
ピンドル方向を選択できます。
A 軸、B 軸で個別に設定します。

No. 99MBC139J

3 操作方法■ 応用パラメーター
本商品を多彩に使いこなすためのパラメーターです。表示内容の変更、公差判定機能の選択、I/O 入
出力に関する設定などが行えます。
番号

01

設定内容

キー
プロテクト

軸別
設定

−

設定値：動作

初期値

説明
誤操作防止のため、パラメーター設定以外のキー操作を無効化できます。

0：プロテクトなし

01：プロテクトあり

Tips
外部入力による操作は無効にできま
せん。

原点初期化
02

（原点
クリアー）

−

0：初期化しない
1：初期化する

表示モード
選択

−

原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、電源を再投入せずに原点を初期化できます。

Ch. 1

Ch. 2

Ch.1 と Ch.2 に表示する値を選択し
ます。

0

A軸
計数

B軸
計数

Tips

1

和
B軸
（A+B） 計数

2差
B軸
（A-B） 計数

3

A軸
計数

和
（A+B）

4

A軸
計数

差
（A-B）

5

A軸
速度

B軸
速度

6

A軸
計数

A軸
速度

7

B軸
計数

B軸
速度

設定
値

03

0

• A 軸または B 軸どちらか一方だけを使用する場合は、6 または 7に設定してください。
• 設定変更の前後で表示する内容が同じ場合は公差値／プリセッ
ト値／プリセット状態の設定が引き継がれます。

0• 速度表示設定を行う場合、パラメーター番号 17 で、速度のサン
プリング時間を指定してください。
• 速度の表示単位は mm/s です。速度のサンプリング時間によって、下位 1 〜 2 桁表示が固定となることがあります。
• 速度表示において、ピークモード
が最小値（MIN）のときは、逆方向の最大速度を示します。
• 速度表示は簡易表示なので、フィードバック制御には適して
いません。

44

No. 99MBC139J

3 操作方法

番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作

初期値

説明
公差判定機能を使用するかしないかを選択します。
また、公差判定機能を使用する場合、公差判定段数を選択します。

Tips

08

公差判定
設定

0：3 段公差判定−

1：5 段公差判定

0

2：公差判定なし

設定変更後も公差値 S1 〜 S4 はクリアーされず、保持されます。ただし、以下の場合に矛盾が生じるときは調整されます。
「3 段公差」または「公差なし」→「5段公差」に変更した場合：
S2 ＜ S1 または S4 ＜ S2 になるときは、S2 に S1 と同じ値を代入します。
S3 ＜ S1 または S4 ＜ S3 になるときは、S3 に S4 と同じ値を代入します。
起動時に、計数スタンバイ状態または計数表示のどちらを表示するか選
択します。

09

10

11

起動時の表示 −ERR/ALLGO
選択−（I/O 入出力設
定）

チャンネル
連動選択
−
（I/O 入出力設
定）

0：計数スタンバイ

01：計数表示Tips
計数スタンバイ状態の表示画面の詳細は、 「3.1 電源オン／オフ」（32 ページ）を参照してください。
外部出力の ERR/ALLGO 信号をどちらの機能として使用するか選択します。

0：ERR として使用
1：ALLGO として使用

0：連動しない0

0

1：連動する

Tips
複数台の EJ カウンタを連結している場合は設定値をそろえる必要があります。設定値が揃っていない EJ
カウンタがある場合は正しく出力されません。
外部入力の 1/2 SEL 信号と本体の表
示チャンネルを連動させるか選択し
ます。

Tips
連動させる場合も、［SEL/CE］キー
は有効です。

45

No. 99MBC139J

3 操作方法

番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作初期値

説明有効にすると HOLD 信号（I/O 入力）の立ち上がりで原点再検出待ちになります。原点再検出待ち時に再度HOLD 信号の立ち上がりを検出すると、原点再検出を解除します。

Tips

0：無効

12

原点再検出
（I/O 入出力設 −定）1：1/2 SEL で選択したチャンネルが依存する軸のみ有効0

2：Ch. 1 が依存する軸とCh. 2 が依存する軸指定したチャンネルに関係する軸のすべてが対象になります。ただし、速度を表示するチャンネルのみの軸は対象外です。
例：• 和（A+B）や差（A-B）を表示するチャンネルが選択されたら、A軸、B 軸ともに対象となります。
• B 軸座標を表示するチャンネルが選択されたら、B 軸が対象となります。

13

I/O 入力によるプリセット −（I/O 入出力設
定）14

CLEAR 信号の対象 Ch−（I/O 入出力設
定）15

ピーク値プリ −セット

0：1/2 SEL で選択されたチャンネルのみ実行
1：両方のチャンネルに
対して実行

0

外部入力によるプリセット処理を片方のチャンネルのみに行うか両方のチャンネルに行うかを選択します。

0

CLEAR 信号によるピーククリアーとエラークリアーを、指定されたチャンネルのみに行うか両方のチャ
ンネルに行うかを選択します。

0：1/2 SEL で選択されたチャンネルのみ実行
1：両方のチャンネルに
対して実行

0：無効

0

1：有効

ピークモードを最大値表示または最小値表示にしているとき、ピーク値を基準にプリセットするかどうか設
定します。

Tips
振れ幅表示時はピーク値プリセットはできません。

0：なし（5 ms 間隔更新）
16

スムージング −1：16 回の平均表示（80 ms 間隔更新）

0

計数値を平均化して表示し、最小桁のちらつきを軽減します。

0

速度算出のサンプリング時間を選択します。

2：32 回の平均表示（160 ms 間隔更新）
17

速度サンプリ −ング時間

0：10 ms
1：50 ms
2：100 ms46

No. 99MBC139J

3 操作方法

番号
18

設定内容

軸別
設定

最小桁非表示 −設定値：動作初期値

0：全桁表示01：最小桁非表示

説明
最小桁を非表示にします。ただし、オプションのインタフェースユニットへのデータ出力は最小桁まで行います。
オプションのインタフェースユニッ
ト接続時に必要な ID 番号設定です。
50 〜 99 の任意の数値に設定すると、次回の電源投入時に設定した ID 番
号が割り当てられます。

Tips

19

任意 ID 指定−00 〜 49：自動 ID 割り当て50 〜 99：任意 ID 割り当て（ID 指定）

01• 複数台の EJ カウンタを連結しているときに同じ任意 ID 番号を重複して割り当てた場合は、エラーが出力されません。ただし、ID
番号が重複している状態でオプ
ションのインタフェースユニッ
トを使用すると通信エラーになります。

00：常時表示点灯
20

21

省電力機能

−

パラメーター −初期化

01 〜 99：一定時間経過
後に表示消灯 00（消灯までの時間（分）を指定）

0：初期化しない

01：初期化する• 00 〜 49 に設定した場合、電源を切るまではそれまでに設定されていた ID 番号を使用できますが、電源再投入時に自動的に ID が 01
〜 08 に割り当て直されます。

表示を消灯させることで消費電力を抑えられます。
表示を消灯させるには、最後にキー操作をしてから消灯するまでの時間を指定します（01 分〜 99 分）。
消灯した表示を点灯させるには、いずれかのキーを押してください。

Tips
表示が消灯しても、各軸の計数、I/O 入出力、オプションのインタ
フェースユニットとのデータ通信は行われます。
1 に設定すると、パラメーター番号19（任意 ID 指定）以外のパラメー
ターが初期値に戻ります。公差値やプリセット値もクリアーされます。

Tips
1 に設定して［SEL/CE］キーを押すと、「cLEAr」と表示され、初期化が実行されます。

47

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.3.3

パラメーターの変更による A 軸／ B 軸への影響

基本パラメーターを変更すると、該当する軸の設定やその軸に依存するチャンネルの設定が初期化されます。
初期化される設定

変更するパラメーター
番号表示

意味

軸関係
カウンター IC

チャンネル関係
プリセット状態／
ピーク値

原点

プリセット値／
公差値

04 A

分解能（A 軸）○（A 軸のみ）○（A 軸に依存するチャンネルのみ）

04 B

分解能（B 軸）○（B 軸のみ）○（B 軸に依存するチャンネルのみ）

05

原点機能選択○○06 A

計数方向（A 軸）○（A 軸のみ）○（A 軸に依存するチャン
ネルのみ）

06 B

計数方向（B 軸）○（B 軸のみ）○（B 軸に依存するチャン
ネルのみ）
-

07 A

原点検出方向（A 軸）○（A 軸のみ）○（A 軸に依存するチャン
ネルのみ）

07 B

原点検出方向（B 軸）○（B 軸のみ）○（B 軸に依存するチャン
ネルのみ）

Tips
• 和差演算（A+B および A-B）を表示しているチャンネルは A 軸、B 軸の両方に依存します。
• 速度を表示しているチャンネルにはプリセットができないため、プリセットクリアーも発生しません。

48

No. 99MBC139J

3 操作方法

3.3.4

表示モードの変更による影響

パラメーター番号 03 の表示モード選択の設定を変更する際、変更前後で表示項目が同じチャンネル
間で公差値／プリセット値／プリセット状態が引き継がれます。
変更前後で表示内容が変わる場合は、公差値／プリセット値／プリセット状態が初期化されます。

Tips
変更前後で違うチャンネルに同じ内容を表示する場合も設定は引き継がれます。たとえば表示モードを
1 → 3 に変更すると、表示モード 1 の Ch. 1 の設定が表示モード 3 の Ch. 2 に引き継がれます。
変更後の表示モード

B 軸速度

B 軸速度

Ch. 2

Ch. 2

B 軸座標

B 軸座標

Ch. 1

Ch. 1

A 軸速度

A 軸速度

Ch. 2

Ch. 2

A 軸座標

A 軸座標

Ch. 1

Ch. 1

B 軸速度

B 軸速度

Ch. 2

Ch. 2

A 軸速度

A 軸速度

Ch. 1

Ch. 1

差（A-B）

差（A-B）

Ch. 2

Ch. 2

A 軸座標

A 軸座標

Ch. 1

Ch. 1

和（A+B）

和（A+B）

Ch. 2

Ch. 2

A 軸座標

A 軸座標

Ch. 1

Ch. 1

B 軸座標

B 軸座標

Ch. 2

Ch. 2

差 (A-B)

差（A-B）

Ch. 1

Ch. 1

B 軸座標

B 軸座標

7

Ch. 2

7

Ch. 2

6

和（A+B）

6

和（A+B）

5

Ch. 1

5

Ch. 1

4

B 軸座標

4

B 軸座標

3

Ch. 2

3

Ch. 2

変更前の表示モード

2

A 軸座標

2

A 軸座標

1

Ch. 1

1

Ch. 1

0

0

○
○

○

○

○

○
○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○
○
○
○

○

○
○

○

○

○
○

49

No. 99MBC139J

3 操作方法

MEMO

50

No. 99MBC139J

4 データ出力

4

データ出力
4.1 I/O 機能 ………………………………………………………………………… 52
4.2 データ入出力 …………………………………………………………………… 60

4
データ出力

51

No. 99MBC139J

4 データ出力

4.1

I/O 機能I/O コネクターを使うことで、公差判定結果を外部に信号出力したり、本商品の設定を外部信号で制御したりできます。

4.1.1

コネクタープラグ

推奨コネクタープラグ：y フエニックス・コンタクト製

1790519 DFMC 1,5/ 5-ST-3,5-LR（レバーロック付き、標準付属品）

y フエニックス・コンタクト製

1790328 DFMC 1,5/ 5-STF-3,5（スクリューロック付き）

4.1.2

結線方法

1 ケーブルをコネクタープラグに接続する
A

B● ケーブルの先端が棒端子付きの場合
棒端子を A の奥まで差し込みます。

Tips• コネクタープラグに適合するのは、導電部が 10 mm の棒端子です。
推奨型番：フエニックス・コンタクト製 3241129 AI 0,34-10 TQ• I/O 用入出力配線の長さは 30 m 未満としてください。
● ケーブルの先端が撚り線の場合コネクタープラグの B を精密ドライバー（−）などで押しながらケーブルを A の奥まで差し込んで、ボタンを離します。
ケーブルを引っ張るなどして、コネクタープラグに撚り線が固定されていることを確認してください。

52

No. 99MBC139J

4 データ出力

2 コネクタープラグの両脇にあるレバーを中央の位置にする
Tips
レバーの位置は 3 段階あります。一番下（A）の位置まで下げると、コネクタープラグを本商品に取り付けづらくなります。

A

3 コネクタープラグを本商品の I/O コネクターに差し込む
I/O コネクターの両脇にある穴と、コネクタープラグの両脇にあるレバーのツメの位置を合わせて、コネクタープラグを押し込みます。
コネクタープラグのツメが I/O コネクターの両脇にある穴に掛かり、レバーが止まるまで差し込んで
ください。

注記
コネクタープラグを取り外す際は、両脇のレバーを先端のツメが EJ カウンタのコネクターから外れる方向（下記イラストの視点では左方向）に操作すると外れます。無理に引き抜くと破損の原因になります。

53

No. 99MBC139J

4 データ出力

4.1.3

ピンアサイン

ピン配列（EJ カウンタ内蔵のコネクター）
1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Tips
入出力回路の詳細は、「4.1.4 入出力回路」（56 ページ）を参照してください。

■ 入力
フォトカプラ入力（負論理）■ 出力
フォトカプラオープンコレクタ出力（負論理）

Tips
プリセット値／公差値の設定中、およびパラメーターの設定中はエラー出力状態になります（下記）。
ピン
番号

信号名

信号レベル

ALLGO（パラメーター番号 10 の設定が 1 のとき）

H

ERR（パラメーター番号 10 の設定が 0 のとき）

L

8

LT1

L

9

LT2

H

10

LT3

L

7

■ 信号
ピン
番号

信号名

IN/OUT機能

1

10-27V DC

IN

電源（外部から本商品に供給）

2

GND

IN

入力電力：10 V 〜 27 V、3 A
入出力信号の対象チャンネルを指定します。
H：Ch. 1
L：Ch. 23

1/2 SELIN

Tips• パラメーター番号 11 の設定が 1 の場合、H/L を切り替えると表示チャンネルを変更できます。
• 未接続（オープン）時は、信号レベルが H になります。

54

No. 99MBC139J

4 データ出力
ピン
番号

信号名

IN/OUT

機能
立ち下がりでピーククリアーを実行します。エラーが発生している
場合はエラークリアーも同時に実行します。

Tips
4

CLEAR

IN

• パラメーター番号 14 の設定によって、対象が 1/2 SEL で指定されたチャンネルか両方のチャンネルかが変わります。
• ピーククリアーは、ピークモードが現在値表示でも有効です。
• 未接続（オープン）時は、信号レベルが H になります。
立ち下がりですべてのチャンネルに対して HOLD を掛けます。
また、立ち上がりで原点検出待ちのオン／オフを切り替えます。

5

HOLD

IN

HOLD 中は、選択しているチャンネル（Ch.）の番号が点滅します。

Tips• HOLD 信号は連結されている EJ カウンタ間で共有されます。
• 未接続（オープン）時は、信号レベルが H になります。
立ち下がりでプリセットを実行します。

Tips
6

PRESETIN• パラメーター番号 13 の設定によって、対象が 1/2 SEL で指定されたチャンネルか両方のチャンネルかが変わります。
• プリセットは、ピークモードが現在値表示以外でも有効です。
• 未接続（オープン）時は、信号レベルが H になります。

ERR 出力設定時
L：少なくとも 1 つのチャンネルにエラーあり
H：全チャンネルともエラーなし

ALLGO 出力設定時
L：全チャンネルとも GO 判定、またはエラーなし
H：少なくとも 1 つのチャンネルが NG 判定、またはエラーあり
7

ERR/ALLGO OUT

Tips• パラメーター番号 10 の設定によって、ERR と ALLGO のどちらを出力するかが変わります。
• 複数の EJ カウンタを連結して使用している場合は、連結している全
EJ カウンタでパラメーター番号 10 の設定を揃える必要があります。
1 台でも設定が違うと、正常に出力しません。
• 3 段公差および 5 段公差の GO 判定範囲は、どちらも「S1 ≦測定結果≦ S4」です。
「測定結果＜ S1」または「S4 ＜測定結果」の場合は、ERR になります。
詳細は、 「■ 出力信号」（59 ページ）を参照してください。

55

No. 99MBC139J

4 データ出力
ピン
番号

8

信号名

LT1

IN/OUT

OUT

機能
1/2 SEL で指定されたチャンネルの公差判定結果を出力します。各信号に対応する公差インジケーターの点灯／消灯に応じて出力します。
H：対応する公差インジケーターが消灯時
L：対応する公差インジケーターが点灯時

9

LT2

OUT

 各信号と公差インジケーターの対応
LT1 LT2 LT3

Ch.

10

4.1.4

LT3

OUT

TIR

SEL / CE

MODE

Fn

P.SET

入出力回路

■ 入力回路必要に応じて外部抵抗（Re）を接続して、電流値が 5 mA 〜 15 mA になるよう調整して使用してください。
EJ カウンタ
TLP291 (GB, SE)
相当品
1 kΩ

（10 V 〜 27 V DC）（参考回路）

1 kΩ

Re
入力

GND

■ 出力回路出力信号は、電流値が 20 mA になるように調整して使用してください。
EJ カウンタ
TLP291 (GB, SE)
相当品

出力

外部回路 30 V DC 以下

(GND)
GND

注記
• 配線にはシールドされた線材を使用し、シールドを FG に接続してください。電気ノイズによる誤動作や故障を防ぎ、本商品による電磁障害を軽減できます。
• リレーなどの誘導負荷には逆電圧防止ダイオードなどの保護装置を使用して、破損を防いでください。

56

No. 99MBC139J

4 データ出力

4.1.5

タイミングチャート■ 電源オン時
初期化完了（表示、計数、I/O 入力を開始）
電源（10-27V DC）

Max. 4 s（内部初期化処理）■ 入力信号（1/2 SEL、CLEAR、HOLD、PRESET）について
入力信号は、25 ms 以上となるように入力してください。
また、入力信号を連続して入力する場合は、25 ms 以上間隔を空けてください。
Min. 25 ms

Min. 25 ms

入力信号● 1/2 SEL
Max. 25 ms

Ch. 1

Max. 25 ms

Ch. 2

1/2 SEL
Min. 25 ms● CLEAR
Max. 25 ms ピーククリアー
CLEAR
Min. 25 ms● HOLD
Min. 25 ms
HOLD
Max. 25 ms Max. 25 ms

カウンター表示値
カウンター
HOLD

57

No. 99MBC139J

4 データ出力● PRESETMin. 25 ms
PRESET
Max. 25 ms
内部カウンター100

プリセット値

101

102

000

101

内部カウンターのデータをプリセット値として設定します。

■ 公差判定出力● 3 段公差の場合
公差判定値
S4
S1
計数データ

Max. 10 ms

Max. 10 ms

LT1
LT2
LT3
x ＜ S1S1 ≦ x ≦S4

S4＜ x

LT1

L

H

H

LT2
LT3

H
H

L
H

H
L

● 5 段公差の場合
公差判定値
S4
S3
S2
S1
計数データ

Max. Max.
10 ms 10 ms

Max. 10 ms

Max. 10 ms

LT1
LT2
LT3
x ＜ S1S1 ≦ x ＜ S2

LT1

L

L

H

H

H

LT2
LT3

H
H

L
H

L
H

L
L

H
L

S2 ≦ x ≦ S3 S3 < x ≦ S458

S4 ＜ xNo. 99MBC139J

4 データ出力■ 出力信号● ALLGOTips• 3 段公差および 5 段公差に設定したときの GO 判定範囲は、どちらも「S1 ≦測定結果≦ S4」です。
• 複数の EJ カウンタを連結して使用している場合、公差判定なし（パラメーター番号 8 を 2 に設定）の EJ
カウンタは、公差判定が GO として扱われます。
1 軸以上が公差 NG（ERR）

すべての軸が公差
OK（GO）

ALLGO
Max. 100 ms

Max. 10 ms

3 段公差設定

5 段公差設定
ERR/GO 判定

判定条件

判定条件

ERR/GO 判定

測定結果 ＜ S1

ERR

測定結果 ＜ S1ERR

S1 ≦ 測定結果 ≦ S4GO

S1 ≦ 測定結果 ＜ S2GO

S4 ＜ 測定結果

ERR

S2 ≦ 測定結果 ≦ S3GO

S3 ＜ 測定結果 ≦ S4GO

S4 ＜ 測定結果

ERR● エラー出力
Tips
エラー内容の詳細は、「5.2 エラー表示」（64 ページ）を参照してください。

エラー発生

エラー解除

ERR
LT1
LT2
LT3
Max. 100 ms

Max. 10 ms

59

No. 99MBC139J

4 データ出力

4.2

データ入出力オプションのインタフェースユニットを経由して、外部とのデータ入出力を行うことができます。
各インタフェースユニットによる入出力可能データは下記の通りです。
入出力可能データ

インタフェースユニット フォーマット

出力

CC-Link V1.10 公差判定結果
CC-Link（チャンネル別、All）（パーツ No. 21HZA186）

入力
現在値データホールド

ゲージ接続状態
CC-link V2.00 現在値データ（チャンネル別） 現在値データホールド
公差判定結果（チャンネル別、All）
ゲージ接続状態
PROFINETPROFINET RT 現在値データ（チャンネル別） 現在値データホールド（パーツ No. 21HZA187）（RT Class 1） 公差判定結果
EtherNet/IP
EtherNet/IP（パーツ No. 21HZA188）
EtherCAT
EtherCAT（パーツ No. 21HZA264）（チャンネル別、All）
ゲージ接続状態

USB2.0 FS
USB（パーツ No. 21HZA149）（12 Mbps）

現在値（チャンネル別）

以下の機種でも共通

公差値（チャンネル別）

CC-Link（パーツ No. 21HZA186）
PROFINET（パーツ No. 21HZA187）
EtherNet/IP（パーツ No. 21HZA188）
EtherCAT（パーツ No. 21HZA264）

プリセット値（チャンネル別）

プリセット値（チャンネル別） 公差値（チャンネル別）

エラー

ピークモード切換（チャンネル別）（チャンネル別、カウンター別） プリセット、ゼロセット（チャンネル別）
パラメーター設定値（カウンター別）
カウンター接続台数
カウンター ID

HOLD セット／クリア（カウンター別）
ピーククリアー（カウンター別）
エラークリアー（カウンター別）
パラメーター設定（カウンター別）

Tips
詳細は、

別冊の「インタフェースユニットのユーザーズマニュアル」を参照してください。

60

No. 99MBC139J

5 トラブルシューティング

5

トラブルシューティング
5.1 トラブルシューティング ……………………………………………………… 62
5.2 エラー表示 ……………………………………………………………………… 64

5
トラブルシューティング

61

No. 99MBC139J

5 トラブルシューティング

5.1

トラブルシューティング

動作がおかしい場合、以下のトラブルの原因と対処方法を参照してください。
症状

原因

対処

電源が入らない

コネクタープラグへの接続が間違っている

正しいピンへ電源を接続してください。

Tips
詳細は、 「2.3.2 DC 電源接続」（27 ページ）、「2.3.3 AC アダプター（オプション）の接続」（29ページ）を参照してください。

連結されているユニットの途中から電源が入らないカウンター、またはインタ
フェースユニットの連結用コ
ネクターが故障している

故障しているカウンター、またはインタフェース
ユニットを正常なものに交換してください。

連結用コネクターの接触不良

電源が入るユニットと電源が入らないユニットの連結部を一度離し、再連結してください。

電源が入るユニットと電源が 故障しているユニットを正常なものに交換してく入らないユニットのどちらか、 ださい。
または両方の連結用コネク
ターが故障している

連結されている
対象のユニットが故障していユニットのうち、 る
1 つだけ電源が入らない

故障しているユニットを正常なものに交換してください。

計数値がおかしパラメーターがリニヤゲージ
い（計数しない） などの種類に対して適切ではない

適切なパラメーターを設定してください。

ピークモードが最大値／最小値／振れ幅になっている

Tips
詳細は、 「3.3 パラメーターの設定」（41 ページ）を参照してください。
ピークモードを現在値表示にしてください。

Tips
詳細は、 「3.2.3 ピークホールド」（36 ページ）を参照してください。

ゼロセットがで
きない

HOLD 信号が入力されている

外部入力を確認してください。

プリセット値が 0 以外に設定されている

プリセット値を 0 に設定した状態でプリセットをしてください。

Tips
詳細は、 「3.2.2 プリセット」（34 ページ）を参照してください。

62

No. 99MBC139J

5 トラブルシューティング
症状

原因

対処

リニヤゲージが接続できないコネクターのピン数が 6 ピン
または 8 ピンのリニヤゲージ
を接続しようとしている

オプションの変換ケーブルを使用してください。

差動方形波出力ではないリニ
ヤゲージを接続しようとしている

本商品には差動方形波出力のリニヤゲージのみ接続できます。そのほかのリニヤゲージは、EC カ
ウンタや EH カウンタと組み合わせて使用してください。

エラーが発生している表示するチャンネルを切り替えて、発生している
エラーを解決してください。

公差インジケーターの表示がのままになっている

詳細は、 「6.3 オプション」（71 ページ）を参照してください。

Tips
詳細は、 「5.2.1 エラー状態表示」（64 ページ）、「5.2.2 エラー解除方法」（64 ページ）を参照してください。

数値表示が「-.-.-.- 原点検出のモードになってい.-.-.- -」（. は点滅） るのままになる
数値表示がちらつくTips

静電気や電源線等からのノイズにより電磁妨害が発生している

原点検出待ちの状態となっています。
接続されている原点マーク付きリニヤゲージを動作させると原点を取得し、計数表示に切り替わります。
一時的に数値がちらつきますが、静電気の影響が無くなった後は正常に表示します。
「2.3.2 DC 電源接続」（27 ページ）を参考に
電源配線を見直してください。

63

No. 99MBC139J

5 トラブルシューティング

5.2

エラー表示

5.2.1

エラー状態表示

エラーが発生すると、公差判定設定に係わらず、公差インジケーターの左右が点灯し、中央が消灯します（）。

また数値表示部には、選択されているチャンネルに関するエラー番号が表示されます。

5.2.2

エラー解除方法

エラーの解除は以下のいずれかの方法で行います。
y 本商品の［Fn］キー＋［SEL/CE］キーを押す
y CLEAR 信号（I/O 入力）の入力
y インタフェースユニット（オプション）経由の外部入力によるエラークリアー操作

Tips• 選択していないチャンネルにエラーがある場合も、公差インジケーターはエラー表示になります。
• 複数のエラーがある場合、表示されているエラーに対処して解除すると、解決されていないエラーが表示されます。
• キー操作により解除できるエラーは、表示されているチャンネルのみです。表示されていないチャンネルのエラーは解除されません。
表示されているチャンネルのエラーを解除したにも関わらず、公差インジケーターがエラー表示している場合は、表示チャンネルを変えて確認してください。
表示チャンネルの変更方法の詳細は、 「3.2.1 表示するチャンネル（Ch.）の切り替え」（33 ページ）を参照してください。
• I/O 入力により解除できるエラーは、1/2 SEL 信号で指定したチャンネルのみです。1/2 SEL 信号で指定されていないチャンネルのエラーは解除されません。
指定したチャンネルのエラーを解除したにも関わらず、公差インジケーターがエラー表示している場合は、指定チャンネルを変えて確認してください。
• インタフェースユニット経由の外部入力によるエラークリアー操作では、全エラーを解除できます。
• 数値表示部へのエラー表示は、パラメーター番号 03 表示モード選択で設定された Ch. 1 と Ch. 2 の表示内
容に依存します。
A 軸の座標や速度が表示されるチャンネルの場合、A 軸のエラーのみが表示され、B 軸のエラーは表示されません。
B 軸の座標や速度が表示されるチャンネルの場合、B 軸のエラーのみが表示され、A 軸のエラーは表示されません。
A/B の和差を表示するチャンネルの場合、A 軸と B 軸の両方のエラーが表示されます。

64

No. 99MBC139J

5 トラブルシューティング

5.2.3
表示

エラー内容一覧
インタ
フェース
ユニット
出力

I/O 出力原因

対処方法

電源電圧異常Error 10 あり

あり（電圧が 10 V 〜
27 V の範囲外）

規定の電圧の電源に接続してから、エラー解除の操作をしてください。
エラー解除の操作をしてください。

Error 12 あり

Error 13 あり---------あり（Error15）

Error 20 あり

Error 30 あり

あり

あり

あり

あり

あり

内部メモリー異常Tips（データ異常）エラーが継続する場合は、内部故障の可能性があります。弊社営業・サービスの窓口にご連絡ください。

内部メモリー異常（アクセス異常）

エラー解除の操作をしてください。エラーを解除できない場合は、電源を入れ直してください。

Tips
エラーが継続する場合は、内部故障の可能性があります。弊社営業・サービスの窓口にご連絡ください。

［SEL/CE］キーで計数表示画面に移行してく
電源立ち上げ時の ださい。
計数スタンバイ状
Tips
態
パラメーター番号 09 を 1（計数表示）に設定している場合は、本エラーは、表示されません。
原点未取得

エラー解除の操作をしてください。

電源瞬断

接続している電源を見直してから、エラー解除の操作をしてください。

オーバースピード

測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直してから、エラー解除の操作をしてください。

計数値オーバーフロー

エラー解除の操作をしてから、測定ワークとス
ピンドルの位置、または本商品のプリセット値を見直して再度プリセットを行ってください。

Tips• 自動的にプリセットがクリアーされます。
• 原点は取得されません。
リニヤゲージの接続状態を確認してください。正常に接続後、エラー解除の操作をしてください。

Error 40 ありあり

リニヤゲージの断線検出（原点信号 測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直以外）、またはオー してください。
バースピードエラーを解除してもエラーが解除されない場合
はケーブルが断線している可能性があります。
弊社営業・サービスの窓口にご連絡ください。

65

No. 99MBC139J

5 トラブルシューティング

表示

インタ
フェース
ユニット
出力

I/O 出力原因

対処方法
原点マーク付きのリニヤゲージを使用している場合は、原点信号が断線していないか確認してください。

Error 41 あり

あり

INC 機種などの原点マーク付きではないリニヤ
ゲージを使用している場合は、パラメーター番号 05 を 0 に設定してください。

原点信号なしTips
パラメーター番号 05 の詳細は、 「3.3.2 パラ
メーター一覧」（43 ページ）を参照してくだ
さい。

Error 60 あり

Error 80 あり

Error 81 あり

Error 85 あり

Error 90 あり

あり

EJ カウンタが 9 台
以上連結されているあり

ピーク検出エラーあり

カウンター IC リ
セットエラーありあり

EJ カウンタの連結を 8 台以下にしてから、電源を入れ直してください。

Tips
連結されたカウンターのうち、両端のカウン
ターにエラーが表示されます。
測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直してから、エラー解除の操作をしてください。
稼働中にリニヤゲージの着脱を行ったことなどにより発生します。
エラー解除の操作をしてください。

カウンター IC オー ノイズなどの影響が考えられます。
バーフロー
エラー解除の操作をしてください。
公差値が正しく設定されていません。
3 段公差判定の場合：
S1 ≦ S4 になっていません。
5 段公差判定の場合：
S1 ≦ S2 ≦ S3 ≦ S4 になっていません。
［Fn］キー＋［SEL/CE］キーでプリセット値／
公差値の設定に戻り、公差値を再設定してください。

公差設定エラー

パラメーター番号 01 を 0（プロテクトなし）に設定してください。
Error 95 なし

なし

キープロテクト中にキー操作が行わ
れた

66

Tips
パラメーター番号 01 の詳細は、 「3.3.2 パラ
メーター一覧」（43 ページ）を参照してくだ
さい。

No. 99MBC139J

6 仕様

6

仕様
6.1 基本仕様 ………………………………………………………………………… 68
6.2 外観寸法図 ……………………………………………………………………… 69
6.3 オプション ……………………………………………………………………… 71

仕様

6

67

No. 99MBC139J

6 仕様

6.1

基本仕様

コード No.

542-080

型番EJ-102N

表示単位

mm
0.005 mm（5 μm）± 19999.995*1

0.001 mm（1 μm）
表示分解能（接続するリニヤゲージによって ± 19999.999*1異なる）
0.0005 mm（0.5 μm）*1：表示範囲± 9999.9995*1
0.0001 mm（0.1 μm）± 9999.9999*1

リニヤゲージ接続ポート数

2

対応ゲージ信号差動方形波、原点付き差動方形波

入力応答周波数5 MHz

接続できるリニヤゲージ

詳細は、 「1.3 接続できるリニヤゲージ」（12 ページ）を参照してください。
（リニヤゲージによってはオプションの変換ケーブルが必要）

ユーザーイン
タフェース

表示
キー数
I/O ポート数

外部入出力
対応通信規格
最大ユニット連結数
入力電圧
電源定格

負符号＋ 8 桁およびインジケーター（表示軸数は 1 軸、手動で切り替え）4
入力：4 ポート
出力：4 ポート
CC-Link、USB、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT（オプションのインタフェースユニットにて対応）
EJ カウンタ 8 台＋インタフェースユニット（オプション）1 台（最大リニヤゲージ接続数：16 本）
10 V 〜 27 V DC
1 台のみ：3 W 以下（リニヤゲージ 2 本含む）

最大消費電力最大連結時：30 W 以下（インタフェースユニットおよびリニヤゲー
ジ 16 本含む）

使用温度（湿度）範囲

0 °C 〜 50 °C（20 %RH 〜 80 %RH、結露しないこと）

保存温度（湿度）範囲-10 °C 〜 60 °C（20 %RH 〜 80 %RH、結露しないこと）

本体質量

約 120 g
EMC 指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1

CE マーキング／
UKCA マーキング

Immunity test requirement：Clause 6.2 Table 2
Emission limit：Class A
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：
EN IEC 63000

68

No. 99MBC139J

6 仕様

外観寸法図

26.65

20.7

2.2

単位：mm

透過カバー
あり

56.2

59.25

2.7

0.3

60.3

88.9

透過カバー
なし

91.8
(94.5)

2.5

85.6

6.2

ケース材質：PC、POM

69

No. 99MBC139J

6 仕様
単位：mm
リニヤゲージのコネクター

42

63.7
(56.2)

径
半（(60.3)

R
8
透 7.6
過
カ
バ

ー

開

口

35

89.8

透過カバー 90 度開口（ノッチあり）

1.5

51

85.9

(85.6)）

7.5

DIN レール（トップハット
35 mm）

透過カバー最大開口(146.1)70

No. 99MBC139J

6 仕様

6.3

オプション
パーツ No.

品名

21HZA157

DIN レール用固定金具

21HZA186

インタフェースユニット CC-Link

21HZA149

インタフェースユニット USB

21HZA187

インタフェースユニット PROFINET

21HZA188

インタフェースユニット EtherNet/IP

21HZA264

インタフェースユニット EtherCAT
コネクター変換ケーブル（P ゲージ用）（コネクターが 6 ピンのリニヤゲージ用）

21HZA193
200 mmコネクター変換ケーブル（Z ゲージ用）（コネクターが 8 ピンのリニヤゲージ用）
21HZA194
200 mm21HZA209

棒端子付き DC ジャック

357651

AC アダプター（DC12 V、4.1 A）

02ZAA000

AC コード（日本向け）

71

No. 99MBC139J

営業・サービスの窓口
2023 年 3 月現在
仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
新潟営業所

伊勢崎営業所
さいたま営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

仙台市若林区卸町東 1-7-30（※）

〒 984-0002

電話：(024) 931-4331

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

水戸市元吉田町 260-3〒 310-0836

電話：(029) 303-5371

ファクス：(029) 303-5372

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

川崎市高津区坂戸 1-20-1（※）

〒 213-8533

電話：(03) 3452-0481

ファクス：(044) 813-1610

厚木市中町 2-6-10 東武太朋ビル 2F〒 243-0018

電話：(046) 259-6400

ファクス：(046) 259-6404

富士駐在所

電話：(0545) 55-1677

諏訪営業所

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

上田駐在所

電話：(0268) 26-4531

浜松営業所

浜松市東区和田町 587-1〒 435-0016

電話：(053) 464-1451

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921

金沢市桜田町 1-26

〒 920-0057

安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
神戸営業所

ドマーニ桜田電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

神戸市西区丸塚 1-25-15〒 651-2143

電話：(078) 924-4560

ファクス：(078) 924-4562※営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

App-1

草津市大路 2-13-27

京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
センシング営業課
地震機器課

辻第 3 ビル 1F 〒 525-0032

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(0570) 073214

ファクス：(044) 813-1691

y 受付時間：弊社営業日 8:30 〜 12:00 13:00 〜 17:15（16:45*） * 月末最終営業日
y お願い： 測定機器商品（形状測定機、硬さ試験機、座標計測機器、画像測定機、光学機器ほか）に関するお問い合わせの場合は、該当商品のコード番号、シリアル番号をお手元にご用意ください。

App-2

No. 99MBC139J

改訂履歴
発行年月日

版数

改訂内容

2020 年 10 月 1 日

初版

発行

2021 年 12 月 1 日

改訂 1 版

表記・表現の変更
UKCA（UK Conformity Assessed）マー
キングの適用による追加および変更

2024 年 1 月１日

改訂 2 版

トラブルシューティング説明文追加による改定
欧州整合規格変更に伴う対応ほか

No. 99MBC139J

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : https://www.mitutoyo.co.jp

Printed in Japan
No. 99MBC139J