RoHSS

必ずおお読みくださ
さい取扱

説明書

マ ノ ス タ ー ゲ ー ジ
WO71 形

No. TR-WO71-08

ＹＡ
ＡＭＡＭＯＴＯ ＥＬＥＣＣＴＲＩＣ ＷＯＲＫＳ ＣＯＯ．，ＬＴＤ．ＪＡＰＡＮ〒653-00031 神戸市長
長田区西尻池 町一丁目 2 番 3 号
TEL
L.（078）631-6
6000 FAX.（0778）631-6020
0目

次ページ

はじめに........................................................................................................................... 1
Ⅰ．注意事項 ................................................................................................................ 1
Ⅱ．各部の名称 ........................................................................................................... 2
Ⅲ．設置

1．使用環境 ..................................................................................................... 32．N形の取り付け .......................................................................................... 33．R形の取り付け .......................................................................................... 44．FV形, FS形の取り付け ........................................................................... 45．PV形, PS形の取り付け .......................................................................... 46．取付姿勢について ................................................................................... 57．口金の配置と高圧側、低圧側の極性 .............................................. 58．WO71専用アクサセリ .............................................................................. 69．FV形, PV形, FS形, PS形用アクセサリ ............................................. 710．口金の取り付け ........................................................................................ 811．零点設定 ..................................................................................................... 912．置針の設定................................................................................................. 913．計測圧力と配管接続 .............................................................................. 9Ⅳ．一般的注意事項
1．共通配管の禁止 ..................................................................................... 102．ドレンによる配管づまりの防止 .......................................................... 103．高温ガスの圧力測定 ............................................................................ 104．長距離配管による誤差 ........................................................................ 10Ⅴ．定期校正 .............................................................................................................. 11
Ⅵ．保証について ..................................................................................................... 11
Ⅶ．適用用途 .............................................................................................................. 11
Ⅷ．サービスについて ............................................................................................ 112

はじめに
このたびは「マノスターゲージ WO71 形」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

△！

注意

安全にお使いいただくために・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
誤って使用されますと故障の原因となり、損害や事故等が発生することがあります。
・この取扱説明書は大切に保管してください。

Ⅰ．注意事項△警 告！

・可燃性ガスの圧力測定または雰囲気で使用しないでください。
本器は防爆構造ではありません。可燃性ガスや液体の圧力測定、それらの存在する雰囲気での使用は、引火の恐れがあります。

・腐食性ガスや有毒ガスの圧力測定に使用しないでください。
本器は耐食形ではありません。内部機構が腐食し、ガスが放出され、人体に危害を及ぼす恐れがあります。

・耐圧力以上の圧力を加えないでください。
受圧エレメント耐圧力以上の圧力を加えると受圧部が破損し、傷害や事故等災害の原因となります。
計器本体耐圧力以上の圧力を加えると計器本体等が破損し、傷害や事故等災害の原因となります。

・空気、不活性ガス以外の圧力測定には使用しないでください。
本器は乾燥した気体（90%RH以下）の圧力測定専用器です。水や油の圧力測定に使用されますと故障し、傷害や事故等災害の原因となります。

・振動や衝撃の多いところでは使用しないでください。
振動や衝撃の大きい場所での使用は、計器が破損し、測定ガスが放出されて、人体に危害を及ぼす恐れがあります。

・使用温度・湿度範囲内で使用してください。
使用温度・湿度範囲外での使用は計器が故障し、災害の原因となります。

・分解および改造は行わないでください。
分解や改造を行うと保証の対象外となるうえ、性能低下や故障の原因となります。

△注 意！

・設置場所や取付方法は取扱説明書に従って確実に行ってください。
・屋内にて使用してください。
本器は屋内に設置し、ご使用ください。

・乾燥した清潔な場所で使用してください。
乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してご使用ください。

・有機溶剤の使用による清掃はしないでください。
表面の汚れを除去する際は、薄い中性洗剤を湿らせた布で拭き取ってください。有機溶剤を使用されますと、表面が溶剤に浸食され、樹脂にひび割れが発生する恐れがあります。

・製品の落下マノスター製品は精密機器です。マノスター製品を落とした場合、外装だけでなく、内機も破損する恐れがあります。

・配管の取り外し
配管を強く引っ張ると口金が折損する恐れがあります。

1

Ⅱ．各部の名称
・Ｎ形

零点設定器目盛板

高圧側
回転口金

カスタムシール
貼り付け位置ガイド

低圧側
回転口金

指針取付板

・R形

零点設定器

取付ねじ

目盛板
カスタムシール
貼り付け位置ガイド

低圧側
回転口金

高圧側
回転口金

指針

・FV形

零点設定器

取付板

目盛板
カスタムシール
貼り付け位置ガイド

低圧側口金
（青）

高圧側口金
（赤）
封止栓

指針

・PV形

零点設定器

目盛板

取付ねじ
封止栓

カスタムシール
貼り付け位置ガイド

低圧側口金 （青）指針

高圧側口金 （赤）

・FS形

封止栓

零点設定器

取付板

目盛板
カスタムシール
貼り付け位置ガイド

低圧側口金
（青）

高圧側口金
（赤）

指針 （黒）

置針 （赤）
置針設定器

・PS形

目盛板

取付ねじ

カスタムシール
貼り付け位置ガイド
低圧側口金 （青）指針 （黒）

置針 （赤）
高圧側口金 （赤）

置針設定器

2

Ⅲ．設 置本器ご使用の前に、製品の形式に間違いがないか、使用環境や圧力、配管条件が製品の仕様に合っているかを仕様書にてご確認ください。

1．使用環境イ）長期間、直射日光のあたる所、振動、衝撃の激しい所や湿気の多い場所は、避けて使用してください。
特に、振動や衝撃は、計器の寿命を縮める原因となります。
ロ）周囲温度-10～+50℃の範囲で使用してください。
ハ）本器は耐水構造ではありませんので、雨水等がかかる場所での使用は避けてください。
ニ）本器の設置は、平坦で平滑な場所を選んでください。

2．N形の取り付けａ）壁表面取り付けの場合付属のねじセットを使用

パネルカット2×φ4または2×M3100±0.3H※ 配管のための空間が狭いため、口金へ配管を接続した後に壁に取り付けることを推奨します。

Ｍ4めねじ
貫通して使用
Ｍ3ねじ(パネルに穴あけの場合)
Ｍ3ナット(パネルにＭ3めねじの場合)
ナット不要

Ｍ３ねじで壁に取り付けてください。※b）パネル埋め込み取り付けの場合付属のねじセットを使用

パネルカットH

φ87±0.3Ｍ4ねじ最大パネル厚5Ｍ4

取付板にねじをねじ込み、パネルに押し当てて本体を固定します。
＜取付板の脱着方法＞
ツメが本体に引っかかる構造となっています。
マイナスドライバ等を右図の凹部に挿入し、取付板を浮かせながら下に押し下げて取り外します。
取り付けは、本体にツメを合わせてはめ込み、取付板を上に押し上げます。

△！

注意TOPH

凹部

BOTTOM・ねじは0.8N・mの力で締め付けてください。
・規定値を超える締め付けは、計器本体が破損しますのでご注意ください。

3ツメ

3．R形の取り付け付属のナットセットを使用

パネルカット
Ｍ3ナット
ばね座金
平座金

75±0.375±0.34×φ4

φ87±0.3

パネル前面より本体を挿入し、付属のナットセットで本体を固定します。

最大パネル厚54．FV形, FS形の取り付け
Ｍ4ねじ(パネルに穴あけの場合)
Ｍ4ナット(パネルにＭ4めねじの場合)
ナット不要※取付ねじセットは付属しておりません。

M4 ねじで壁に取り付けてください。

パネルカット

32.5
550°

0°

32.5

φ95±0.3120°

3×φ5
または3×M4

1212φ95±0.3

背面に回転口金やエルボ口金を取り付ける場合

123×φ5または3×M40°

12φ95±0.3

120°

3×φ5
または3×M4

背面にストレート形状の口金を取り付ける場合

0°

側面配管の場合

R92×2×φ185．PV形, PS形の取り付け付属のナットセットを使用

パネルカット
Ｍ3ナット
ばね座金
平座金

75±0.375±0.34×φ4

φ87±0.3
最大パネル厚5△！

注意・ねじおよびナットは0.8N・mの力で締め付けてください。
・規定値を超える締め付けは、計器本体が破損しますのでご注意ください。

4

パネル前面より本体を挿入し、付属のナットセットで本体を固定します。

6．取付姿勢について取付姿勢は全レンジご注文時にご指定が必要です。ご指定の取付姿勢に応じた調整と検査を行い、出荷しております。
0～100Pa
垂直面
3°3°

0～200Pa

0～100Pa, 0～200Pa以外
垂直面
10°

垂直面6° 6° 垂直

垂直90°

10°

90°

90°

注意0°

180°

0°

10° 10°！

180°

6° 6°

△0°

3°3°

180°

水平水平

水平

水平面

ご注文時の指定と異なる姿勢でのご使用は、精度保証対象外となります。

7．口金の配置と高圧側、低圧側の極性・N形, R形
口金取付部に高圧側・低圧側の区別があるため、極性の変更はできません。
＜計器正面＞＜計器背面＞

口金回転可能口金脱着・交換可能

TOP

H

Manostar
Ｍ5

BOTTOM
LOW
低圧側

HIGH
高圧側

HIGH
高圧側

LOW
低圧側

・FV形, PV形, FS形, PS形a） 口金側面取り付け

封止栓

封止栓

側面の口金取付部には、高圧側、低圧側の区別はありません。高圧側、低圧側の極性は口金によって決まります。左右の口金を入れ替えることにより、極性の変更が可能です。高圧側口金は赤色、低圧側口金は青色で識別されています。

5b） 口金背面取取り付け

低圧側口金
（青色）

封止栓

封止栓

高圧側口金
（赤色）

背背面の口金取付付部には、高圧圧側、低圧側側の区別があるるため極性の変変更はできまません。
高
高圧側口金（赤赤色）を“Ｈ”、低低圧側口金（青青色）を“Ｌ”のの表示のある口金取付部へへ取り付けてくください。
な
なお、一方の口口金が側面に取取り付けられてている場合、正正常に測定がができません。
必
必ず両方の口金金を背面に取取り付けてくだささい。
背面配管用アダプタ△！

注意FV形形, FS形
口
口金とパネルのの干渉を避けけ、口金に相ススパナを掛け易易くするため、、「背面配管用アアダプタ（KGAA81FBA-H, L））」を使用してくください。

8．WOO71専用アククサセリ
取付板
板

カスタ
タムシール

鋼製 [N形標準準装着品]

ポリエステルフ
フィルム製 [付属品]

品番

品番

ADP
PL-WO71

SEAL-WO71

計
計器本体の取りり付けに使用しします。

計器本体に貼り付けて色色分目盛や差圧圧予定値・限界値値の指標としてて使用します。

VR口金
ポリカーボネーート，ジュラルミン
ン製 [N／R形標標準装着品]
！ 注意
△品番
K
KGA71VRチ
チューブ取付部部が回転するエエルボとなっていいます。
内内径4のビニルル管またはゴム管管を接続できま す。

6・WO71専用アクセサ
サリは、他製品品には使用でできませせん。
・VR口金（KGA71VRR）には高圧側側、低圧側のの極性ははありません。
。

9．FV
V形, PV形, FS形,F
PS形用用アクセサリ
リニル管用）
VT口金（ビニポリリプロピレン製 [標準装着品]

MT口金
金（金属管用）黄銅製
製 [別売品]

品番
高圧側
側

品番
低低圧側

KGA81VT-H-P KGA881VT-L-P
内内径6、肉厚1mmm以上のビニル
ル管またはゴム 管を接続でできます。ただしし、ライン圧が上上の場合には、 耐圧力（真空空圧も含む）を持持つ管を選定ししてください。
（ビニルル管用回転）V
VR口金
黄銅製 [別別売品]

高高圧側

低圧側

KGA
A81MT-H

KGA81MT-L

銅管、アルミミ管等の外径6 ±0.1の金属管管を接続できますす。
ただし、ステテンレス鋼管にははMTW口金を使使用してください。
硬質チューブ（外径6×内径径4）を接続するる場合には黄銅
銅製のスリーブ
ブを外し、別売のの樹脂製インナ
ナースリーブセッット（XIN6×4））を使用してくだださい。
金属管用回転））MR口金（金品番
高圧側側

低低圧側

KGA81VR-H

KGA
A81VR-L

黄銅製
製 [別売品]品番

チ
チューブ取付部部が回転するエエルボとなっていいます。
配配管はＶＴ口金金と同じです。

高高圧側

低圧側

KGA
A81MR-H

KGA81MR-L
K

チューブ取付付部が回転するるエルボとなっています。
配管はＭＴ口金と同じですす。

（硬質チチューブ用）
P
PT口金
黄銅,PBT製 [別売品]

質チューブ用回転）PR口金（硬質品番

黄銅,PBT
T製 [別売品]

高圧側側

低低圧側

KGA81PT
T-H

KGA
A81PT-L

品番チ
チューブ取付部部がプッシュインン継手となっていいます。
チューブを配配管は別売チュ
ューブまたはJIS
SB8381-1適合チ
使使用してくださいい。（接続可能チチューブ外径66）

高高圧側

低圧側

KGA
A81PR-H

KGA81PR-L

チューブ取付付部が回転式エエルボプッシュュイン継手となっっています。配配管はＰＴ口金とと同じです。

MTW口口金ステンレス鋼製
製 [別売品]

背面配管
管用アダプタ黄銅製
製 [別売品]品番
高圧側側（FV形,FS形背面配管専用）

低低圧側

KGA81MTW
W-H-S KGA811MTW-L-S
外外径6±0.1のスステンレス鋼管をを接続する場合合に使用しまます。

低圧側

KGA881FBA-H

KGA81FBA-L
K
L

品番

FV形, FS形ににおいてMT口 金を背面で配置する場合は、、配管接続時、、口金に相スパパナを掛けるためめにスペーサととして必要ですす。また、VR口金
金・MR口金（MMTW口金は除くく）
を背面で配置置する場合も口口金とパネルの干干渉を避けるたために必要です
す。R1/8の継手手を接続する場場合は、R1/8口金アダプタをを使用してくだささい。

X
XIN6X4

R1/8口
口金アダプタインナースリーブセット
ポ
ポリプロピレン製
製

品番
高高圧側

[別売品]

黄銅製
製 [別売品]
金
金属管用口金でで硬質チューブ（外径6×内径44）を接続するる場合に使用します。（下図）

品番
高高圧側

使用
用例

インンナー（樹脂製）

低圧側

KGA811R1/8AD-H KG
GA81R1/8AD-Lス
スリーブ（樹脂製）

R1/8の継手が接続できますす。
用アダプタとはは仕様が異なりまます。
※背面配管用

硬質チューブピレン製 [標準準装着品]
封止止栓 ポリプロピ△！

注意品番
一般般市販品の継手等は構造がが異なるため使使用できませんん。必ず専用のの口金をご使用用ください。

KGA71PLG※他製品の封封止栓は構造がが異なるため使使用できません。
。

710．口金の取り付けａ）N形, R形
・締付トルク
口金は0.5N･m の力で締め付けてください。規定値を超える締め付けは、計器本体およびめねじが破損する恐れがあります。

△！

注意

VR口金（KGA71VR）
・口金を脱着する場合は、対辺7 のボックスドライバ、またはレンチを使用してください。
・Ｏリング（2個）は脱落する構造のため、口金取り外し時の紛失にご注意ください。
・取り付けの際は、Ｏリングの取り付け忘れやＯリングの噛み込みにご注意ください。付け忘れや噛み込みがある場合、口金部の気密不良となります。

グランド
(対辺7)

Ｏリング
(ｉｄ7,ｗｄ1)

ニップルb）FV形, PV形, FS形, PS形
・締付トルク
本器口金接続部と口金および封止栓の気密は、Ｏリングで保持されています。口金や封止栓は下記の締付トルクで取り付けてください。規定値を超える締め付けは、計器本体が破損しますのでご注意ください。
締付用スパナ・ビニル管用、金属管用口金 .............. 1N･m・封止栓 ......................................... 0.5N・m
・相スパナの併用
金属管用口金の袋ナットおよびアダプタに接続する継手等を締め付けるときは、口金またはアダプタ本体を相スパナで確実に固定してください。固定せずに締め付けた場合、計器本体や口金本体が破損します。緩めるときも相スパナが必要です。（右図）

袋ナットまたは接続する継手

相スパナ

・PT口金、PR口金・チューブの装着
直角に切断したチューブをチューブエンドまで差し込んでください。
・チューブの離脱
一度チューブを押してから、リリースリングを平行に押しながらチューブを抜いてください。（右図）△！

注意チューブリリースリング

口金本体

・PT口金、PR口金の使用周囲温度は、0～60℃（氷結しないこと）ですが、本器の使用周囲温度を超える環境で使用しないでください。計器本体の故障、破損の原因になります。
・最大外径と最小外径の差が0.2mm以下、チューブ外面に傷のないものをご使用ください。
・着脱を繰り返す場合は、チューブの先端を3mm以上切除してください。

8

・MTW口金
・配管と口金の締付方法
口金ボディ

ボディテ－パ－部

袋ナット

口金ボディ

口金ボディ

ステンレス鋼管

11/4 回転 合いマ－ク
ステンレス鋼管
合いマ－ク

合いマ－ク

フロントフェル－ル

バックフェル－ル

袋ナット

袋ナット

1.口金の各部品が上図の通り正しく装 2.袋ナットを指で回らなくな着されているか確認した後、ステンレ るまで締め付けた後、口ス鋼管の端がボディ奥に当たるまで金ボディと袋ナットに合マ差し込んでください。
ークを付けてください。

3.この位置より、スパナで袋ナットを1と1/4回転締め付けてください。

・配管取り外し後の再締付方法
1.取り付け前にボディテーパー部とフロントフェルール部に、ごみなどの異物が付着していないことを確認してください。
2.ボディテーパー部にフロントフェルール部が当たるまで差し込んだ後、袋ナットを指で回らなくなるまで締め付けてください。
3.口金ボディに相スパナを掛け、スパナで袋ナットを1/4回転締め付けてください。

11．零点設定

零点設定器

本器設置後、ご使用になる取付姿勢で零点設定器を回し、指針を零点に合わせてください。その際、最大幅が2～3mmのマイナスドライバをご使用ください。零点設定は、必ず高および低圧側口金を大気開放にするか、機械を止めて残留圧力をゼロにしてから行ってください。
零点設定器は右に回せば指針は右に、左に回せば指針は左に動作します。
本器には温度ドリフトによる零点変動が存在しますので、ご使用になる温度環境にて零点設定をしていただく必要があります。

Manostar

12．置針の設定
置針は予定値、限界値を示すためのものです。予定値、限界値に合わせて置針を設定します。
置針設定器を右に回すと置針は右に移動します。

指針 （黒）
置針 （赤）
置針設定器

13．計測圧力と配管接続ａ）正圧（陽圧）の計測

高圧側口金（H）に配管を接続してください。低圧側は大気開放となりますが、低圧側口金（L）は外さないでください。
ｂ）負圧（陰圧）の計測
低圧側口金（L）に配管を接続してください。高圧側は大気開放となりますが、高圧側口金（H）は外さないでください。
ｃ）差圧の計測
圧力の高い方を高圧側口金（H）に、低い方を低圧側口金（L）に接続してください。

9Ⅳ．一般的注意事項
単独配管 ○

1．共通配管の禁止
圧力検知器と計器との配管は、右図のように1系統ごとに単独配管とし、隣接の系統と共通配管をしないでください。共通配管をした場合、系統ごとの圧力が干渉し合って誤差を生じます。

Ａ室
通路

WO71

共通配管 ×

Ｂ室

WO71

通路

Ａ室

Ｂ室

WO71

WO71

2．ドレンによる配管づまりの防止
配管途中にドレンがたまると圧力の測定誤差が生じるため、計器は必ず圧力検知器の圧力取り出し口より上方に取り付け、配管中にできたたるみに、ドレンがたまらないようにしてください。
やむを得ない場合には、右図のように配管中にドレンタンクを設置し、定期的に掃除をしてください。掃除後は確実に気密が保たれているかを確認してください。

ドレンタンク設置図

Manos tar

ドレン
タンク

3．高温ガスの圧力測定
高温ガスの圧力測定は圧力検知器（ピトー管）に耐熱金属（たとえばステンレス鋼管）を使用し、計器本体との間を高温ガス冷却に必要な長さの金属管で配管してください。

ドレン

4．長距離配管による誤差

10

Manostar

配管長さ

計器を長距離配管する場合は応答速度が遅くなります。途中の配管はできるだけ太くしてください。また、高・低両側の配管条件が著しく異なると、配管抵抗が高圧側と低圧側で異なるため、圧力伝達時間差が生じ正確な差圧が計測されません。

Ⅴ．定期校正
一般に計器の寿命・信頼性を長期間保持するためには、外部要因によるストレスをかけないことが重要です。本器は取扱説明書に従って適正に使用していただければ特に保守の必要はありませんが、1 年に 1 回の定期校正をおすすめします。定期校正については代理店または弊社までお問い合わせください。

Ⅵ．保証について保証期間
製品の保証期間は、弊社と直接取引のあるご注文主の指定場所に納入後 1 年といたします。
保証範囲
上記保証期間中において弊社の責任による故障や瑕疵が明らかになった場合は、その製品の修理、または代替品の供給を無償にて行います。
ただし、保証期間内であっても、故障や瑕疵が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。
(1) 取扱説明書、仕様書、弊社製品カタログなどに記載された以外の不当な条件、環境、取り扱い、使用方法による場合(2) 故障の原因が弊社製品以外の事由による場合(3) 弊社以外での改造、修理による場合(4) 弊社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による場合(5) その他、天災、災害など、弊社の責任ではない外部要因による場合
なお、ここでいう保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、製品の故障や瑕疵により誘発される損害は保証の対象外とさせていただきます。
※弊社製品保証は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）Ⅶ．適用用途
弊社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。
従いまして、下記のような用途での使用は意図しておりませんので適用外とさせていただきます。
(1) 原子力発電、航空、鉄道、船舶、車両、医療機器などの人命や財産に多大な影響が予想される設備(2) 電気、ガス、水道などの公共設備(3) 屋外での使用および、それに準ずる取扱説明書などで規定していない条件・環境での使用(4) 上記（1）および（2）に準じる安全に関して高度な配慮と注意が要求される用途

Ⅷ．サービスについてサービスの範囲
製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別個に費用を申し受けます。
(1) 取付調整指導および試運転立会(2) 保守点検、調整および修理(3) 技術指導および技術教育(4) 製品の弊社工場における立会検査＜おことわり＞
取扱説明書に記載された製品の仕様および内容につきましては、改善等のため断りなく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

11