型式 MIT- 683 - 3 -12 〜

供試体収納数28本用タイプと、16 本用コンパクトタイプが新登場 !!ラインナップ充実！
マルイの A 法凍結融解試験機に、ご要望の多い 3 本 ×9セット用の 28 本収納タイプと、横幅がコンパクトな 3 本 ×5セット用が加わりました。充実のラインナップで試験室のスペースに合わせて使いやすいサイズをお選びいただけます。

A

凍結融解
試 験 機
独自の冷却器 構造でエコ！

NEW!

タッチパネルで直感的に操作可能！

MIT-683-3-18 型
供試体収納本数法

自己診断機能等、各種機能充実！

16 本

NEW!
MIT-683-3-28 型
供試体収納本数

28 本

収納本数はこれまでと同じ 16 本で横幅がコンパクトになり、狭いスペースでも設置可能！
54 ㎝
108 ㎝

30 ㎝
54 ㎝

3 本 ×9 セット +中心温度測定用 1 本を収納！
マルイの凍結融解はサイズラインナップが充実！
12 本

MIT-683-3-12 型 16 本 NEW! MIT-683-3-18 型 16 本（従来型） MIT-683-3-16 型

24 本

MIT-683-3-24 型 28 本 NEW! MIT-683-3-28 型

32 本

MIT-683-3-32 型

40 本

MIT-683-3-40 型

64 本

MIT-683-3-64 型

48 本

MIT-683-3-48 型

A 法 凍結融解試験機
概 要

型式：MIT-683-3-12~

特 長
独自の冷却器構造で、省エネ・省コスト・省スペース

コンクリートの凍害耐久性を調べる「A 法：水中凍結水中融解」試験を行うための装置です。弊社独自の「二重管冷却器構造」により、試験に必要なブマルイ製ライン液量の削減に成功、省コストとともに、省エネも実現しています。試験

冷媒

従来製品
冷却器

設定・操作・状況確認もタッチパネルから簡単に行え、また自己診断機能付で万が一のトラブル時も安心です。その他、「試験時刻予約機能」や「試験ブライン液体管理テーブル機能」など、試験管理をサポートする機能も充実しています。

仕 様準拠規格JIS A 1148 / JIS A6204 /JSTM C 7301 /JSCE G 501 /ASTM C 666

方一槽式省エネ型ブライン循環方式 / 水中凍結水中融解方式（A 法）式

適用供試体寸法100× 100 × 400 ㎜

ヒーター

試験槽外に冷却器 （二重管） を出しているため、 試 験 槽が小さく、ナイブライン液が少量ですむ

操作画面

10 インチカラーグラフィックタッチパネル

制御プログラム温度による凍結融解切替 / 時間による凍結融解切替 / 任意によるパターン制御

機能・表示取説機能・ヘルプ機能 / 総サイクル・残サイクル表示

自己診断機能異常箇所を表示 / 対処法表示 / 漏電箇所判断（漏電チェック機能）

ブライン温度ー 25 ℃〜＋ 20 ℃ ±１℃

試験体中心温度ー 18 ℃〜＋ 5 ℃ ±2℃

試験槽材質

内外装 SUS-304 製 ドア部結露防止ヒーター付

省エネ構造冷却器を二重管方式、ブライン内容量を 210 L 以下にした省エネ構造

オプション

・ ゴム袋

P

ヒーター

P

試 験 槽 内 に 冷 却 器 を 設 置 する
ため試験槽が大きく、 ブライン液が多量に必要試験槽内に冷却器を設置する既往の製品は、槽が大きくなるため、多量のブライン液を必要とし、冷却・加熱に必要な電気量も大きくなります。マルイでは、試験槽の周囲に設置した「二重構造管」の外管に冷媒ガスを通し、その内管にブライン液を循環させる、独自の冷却器構造を採用し、試験槽の小型化に成功しています。

タッチパネルで簡単に試験設定・状況確認が可能：100 × 100 × 400 ㎜

・ 中心用型枠 ：100 × 100 × 400 ㎜

１本（ 中心用ダミー棒１本付）

機種
型式

収納数

内寸法（㎜）

外寸法（㎜）

ヒーター 冷凍機

カラータッチパネルで操作・設定・試験状況確認が簡単に行えます。
また、「ヘルプ画面」から供試体のセット方法や試験設定方法を確認可能です。さらに、トラブル時には異常箇所を点灯表示し、原因と対処方法も表示しますので、万が一トラブルが発生しても安心です。

電源MIT-683-3-12 12 本 W 850×D300× H500

W1750×D500× H1600 6.0 kW 3.0 kW 三相 200V 30A

MIT-683-3-18 16 本 W 540×D540× H500

W1355×D780× H1800 5.0 kW 3.7kW 三相 200V 30A

MIT-683-3-16 16 本 W1080×D300× H500 W2005×D700× H1800 5.0 kW 3.7kW 三相 200V 30A

効率的な試験計画に役立つ「試験時刻予約機能」

MIT-683-3-24 24 本 W1080×D410× H500 W1905×D780× H1800 8.0 kW 6.0 kW 三相 200V 40A
MIT-683-3-28 28 本 W 945×D540× H500

試験開始日時・時刻を予約しておける「予約機能」を使えば、休日の試験開始など、効率的に試験実施計画を立てていただけます。

W1760×D780× H1800 8.0 kW 6.0 kW 三相 200V 40A

MIT-683-3-32 32 本 W1080×D540× H500 W1905×D780× H1800 10.0 kW 7.3 kW 三相 200V 50A
MIT-683-3-40 40 本 W1350×D540× H500 W2275×D780× H1800 14.0 kW 9.7kW 三相 200V 60A

試験体の複数管理ができる「試験体管理テーブル機能」

MIT-683-3-48 48 本 W1660×D540× H500 W2785×D1080× H1800 15.0 kW 12.0 kW 三相 200V 75A

試験槽内位置の識別タグ（任意：左列から、1、2、3、とする等）ごとに、試験サイクルの管理が行えますので、試験途中で別の試験体グループを追加しても、タグごとの残サイクル数が分かり、間違いのない試験管理が行えます。

MIT-683-3-64 64 本 W2160×D540× H500 W3330×D1280× H1800 20.0 kW 15.0 kW 三相 200V 100A

総合試験機のメーカー

代理店

H P https://www.marui-group.co.jp E-mail hp-mail@marui-group.co.jp
本 社・工 場

〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205

大 阪 営 業 所 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
海外部 TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205
東京営業所〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260

名古屋営業所〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322
TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011

九州営業所〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。
2021.7