2020 年 10 月 29 日版
Ver1.05

USB3.0 出力 近赤外(InGaAs)カメラ
ARTCAM-130SWIR-USB3
商品説明書

株式会社アートレイ- 1 -目次
1.

注意事項 ............................................................................................................... - 3 -2.

概要..................................................................................................................... - 6 -3.

特長..................................................................................................................... - 6 -4.

商品構成 ............................................................................................................... - 6 -5.

セットアップ ......................................................................................................... - 7 5.1.

6.

カメラの接続方法(接続例) .................................................................................. - 7 -仕様..................................................................................................................... - 8 6.1.

カメラ仕様 ...................................................................................................... - 8 -6.1.1.

カメラ外形寸法図 ........................................................................................ - 9 -6.1.2.

センサー面周辺寸法図 .................................................................................. - 9 -6.2.

センサー仕様(センサーメーカーのデータに基づく) ................................................. - 10 -6.2.1.

センサー仕様一覧 ...................................................................................... - 10 -6.2.2.

分光感度特性............................................................................................ - 10 -6.3.

カメラ機能 .................................................................................................... - 11 -6.4.

外部トリガ機能 .............................................................................................. - 12 -6.5.

推奨スペック ................................................................................................. - 14 -- 2 -

1. 注意事項■取扱説明書に関する注意事項
１．ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり、注意事項を確認のうえ製品を正しくご使用ください。
２．本書は必要なときに参照できるよう、大切に保管してください。
３．本書に乱丁・落丁があった場合や、紛失・汚損された場合には、お取替えいたしますので、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
４．本製品の本来の使用方法以外の使い方につきましては、安全性を保証致しかねますので、ご了承ください。
５．本書の安全に関する指示事項は、必ずお守りください。
６．本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
７．本書に掲載している図は、説明のため、一部、省略や抽象化を行っています。
８．本書の内容に関して、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
９．本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載・複製・改変することはできません。
10．弊社では、本製品を運用した結果での損害または、逸失利益等の請求につきましては、項目８に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
11．弊社の海外現地法人・駐在員事務所では、本製品の保守・修理対応を行っておりませんので、ご承知おきください。
■絵表示について製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記絵表示をしています。

警告
この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示してしています。

- 3 -■安全にお使いいただくために警告●下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、本製品の電源を切ってください。故障の場合の修理、交換につきましては本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
お客様による分解・改造・修理は危険ですから絶対におやめください。
・本体から煙が出ている、本製品の外側が異常に熱くなる、変なニオイや音がする・本製品の内部に異物や水などが入った場合・本製品を落とすなどして破損した場合●不安定な場所（ぐらいついた台や傾いたところなど）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

注意●油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となる事があります。
●火のそばや自動車内、直射日光のあたる場所など高温の場所に放置しないでください。
内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
●本製品を布で包む等、熱がこもる状態でご使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となることがあります。
●本製品を落とす等、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
●ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。
●通電中の本製品に長時間触れないでください。本体の温度が上がり、低温やけどの原因になることがあります。
■その他注意事項●太陽光などの強い光を長時間撮影すると、センサーに損傷を与える場合があります。
また電源を切った状態でもこうした強い光を露光しないでください。
お手入れについて●本体のお手入れ
本体の汚れは、柔らかい布かティッシュペーパーで拭き取ってください。その際アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

- 4 -電波障害についてのご注意●本カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、受信障害の原因になる事があります。
■輸出管理について
本カメラは、輸出貿易管理令の別表第１ １０（２）及び（４）項に該当するリスト規制品となります。
本カメラを日本国外に輸出する際には、外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業省の輸出許可が必要ですので、関連の法規を遵守し、正規の手続きを行ってください。また、カメラのエンドユーザについて、記録を保管し、弊社からの要請により開示できるようにしてください。
ご参考：経済産業省

安全保障貿易管理サイト

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/hp/index.html
また、センサーメーカーの指定により、下記の国及び地域への輸出は禁止されています。
※ベラルーシ、ボリビア、キューバ、エリトリア、イラン、レバノン、リビア、マレーシア、モーリタニア、ミャンマー、ニカラグア、北朝鮮、パキスタン、中国、ロシア、ソマリア、スーダン、シリア、ベネゼエラ、イェメン、ジンバブエ
国際連合安全保障理事会または欧州連合によって輸出が禁止・制限されている地域該非判定書・項目別対比表の発行が必要な場合は、弊社 Web サイト(下記 URL)より「該非判定書発行依頼書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、FAX(03-3389-5486)もしくは担当営業へメールにてご送付ください。
http://artray.co.jp/export.html■保証について弊社では、ペーパーレス化推進のため保証書の添付を廃止し、発送日及びユーザー登録日において保証期間の管理をしております。詳しくは下記 PDF をご参照ください。
製品保証体制に関するお知らせ

http://www.artray.co.jp/download/other/n_hosyou.pdf

株式会社アートレイ製品保証規定

http://www.artray.co.jp/download/other/hosyou.pdf- 5 -2. 概要本書は、InGaA s(砒化インジウムガリウム)センサーを使用した USB3.0 出力付き近赤外線カメラ
ARTCAM-130SWIR-USB3 の製品仕様について記述した商品説明書です。

3. 特長


高い近赤外線領域感度可視光領域を超えた 400～1700nm の近赤外線領域に高い感度を有するI nGa A sイメージセンサを採用しています。人間の目や一般的な CCD/CMOS カメラでは撮影が困難なものを可視化することができます。
また、InGaA sセンサーであるにもかかわらず 600～900nm 付近での感度(量子効率)も 35%程度あり、幅広い波長域での観測が可能です。

高解像度

InGaA sセンサーとしては高解像度の 1280x1024 画素にて 30fps での画像取り込みが可能です。

USB3.0 インターフェイス採用

PC との親和性の高い、USB3.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。

4. 商品構成
1) カメラ本体
2) USB3.0 ケーブル

TYPE A－micro B コネクタ

3) 電源アダプター (AC100-240V -> DC12V )4) ソフトウェア CD<オプション>
1) C マウントレンズ- 6 -約 3m

5. セットアップ
5.1. カメラの接続方法(接続例)- 7 -6. 仕様6.1. カメラ仕様
項目
イメージセンサ

130 万画素 InGaAs センサー

出力インターフェイス

USB3.0

バルク転送

出力ビット数

13bit

フレームレート

最大 30fps

シャッター速度

1/10,000 秒 ～ 1 秒

動作モード

内部同期／外部トリガ―同期

レンズマウントC マウント外部 I/O 端子

HR10A-7R-6S(73)(ヒロセ製)

電源

DC12V 外部入力

消費電力

約 3W (通常動作時)

周囲条件
外形寸法
質量

動作温度／湿度：10～35℃／10～80%（但し結露なきこと）
保存温度／湿度：0～60℃／10～95%（但し結露なきこと）
71.6(W)×61.5(H)×59.0(D)mm※レンズ、三脚板、突起部含まず
約 360g※レンズ、三脚板、突起部含まず- 8 -6.1.1. カメラ外形寸法図

6.1.2. センサー面周辺寸法図- 9 -6.2. センサー仕様(センサーメーカーのデータに基づく)
6.2.1. センサー仕様一覧

項目
撮像素子

SCD 社製 I nGa A sセンサー Cardinal1280

有効画素数

1280(W) x 1024(H)

出力画素数

1280(W) x 1024(H)画素サイズ

10[μm] x 10[μm]撮像面積12.8[mm] x 10.24[mm](対角 17.173[mm], 約 1 インチ相当)
400～1700nm (全体)

検知周波数帯800～1600nm (量子効率 35%以上)
ピーク波長:1550nm(量子効率 80%以上)
High Gain:

飽和容量/読み出しノイズ

10Ke / 35e

Mid Gain: 500Ke / 170e
Low Gain:

A/D 分解能

1Me / 350e

13bit

6.2.2. 分光感度特性- 10 -

6.3. カメラ機能
カメラの機能は、以下の通りです。
No項目

設定範囲

既定値1シャッタースピード

1～10,000

100

2グローバルゲイン

3RAW 画像

ON/OFFOFF

4

フィルター補正

ON/OFFOFF

5ヒストグラム補正

ON/OFFOFF

0～255(0～7.97 倍)

128- 11 -備考
シャッタースピードの変更シャッタースピード[μ秒] = 設定値 * 100
ゲイン倍率 = 設定値 * 1/32

6.4. 外部トリガ機能
本カメラは、フォトカプラによって絶縁された外部トリガ入力回路が搭載されており、外部回路からの入力信号に同期した撮影が可能です。

トリガ入力部回路図+1.8V
フォトカプラ
1 6
2

534FPGA
R1
HR10A-7R-6S(73)(ヒロセ製)

R2

GND

R1 = 2.4kΩ (5～12V)
R2 = 4.7kΩ
外部 I/O 端子のピンアサインメント

ピン番号機能1GND2(オプション)3(オプション)4

外部入力（-）（トリガ受付-）

5外部入力（+）（トリガ受付+）

6+12V※コネクタピン・ピンアサインは変更になる可能性があります。

- 12 -

トリガタイミング詳細

項番

項目時間

t1

有効トリガ入力パルス

10μ秒以上t2

外部トリガ入力の立ち上がりから1μ秒以下内部トリガ信号の立ち上がりまで（フォトカプラによる遅延）t3

内部トリガ入力の立ち上がりから1μ秒以下露光開始まで
t4

露光時間

t5

データ転送時間(センサーから FPGA)

36m 秒

t6

転送遅延時間(FPGA から USB)

PC スペック、ソフトに依存する

t7

トリガ間隔0.1 秒未満推奨- 13 -

6.5. 推奨スペック
●

●

●

●

ホストコントローラー
本製品は USB3.0 対応です。
USB2.0 ホストコントローラーに接続した場合、動作速度が極端に低下し、または正常に動作しない場合があります。
CPU
本製品のドライバーは"x86"または"amd64"アーキテクチャのプロセッサに対応しています。
CPU 性能は画像の描画速度や画像処理速度に影響しますので、出来るだけ高性能の CPU をお使いいただくことを推奨します。
空きメモリ
ビューワーソフトウェアは、内部で 4～8 枚分の画像バッファーを保持しますので、少なくとも、画像 8 枚分程度の空きメモリ容量が必要になります。
(※例えば 130 万画素カラーカメラであれば、1280 x 1024 x 3 x 8 [byte] = 30[MB])
特に解像度の高いカメラを使う場合は、空きメモリに十分な余裕を持つことを推奨します。
対応 OS
標準対応しているのは NT 系 Windows(32bit/64bit)のみとなり、Windows 7 以降の OS で標準動作確認を行なっています。
また、Windows 10 での使用を推奨します。

注意■本製品を使用する上で下記の制限事項があります。ご確認の上ご使用ください■(1)推奨スペック
上記の推奨スペックを満たしていない場合、最大フレームレートにて取り込み出来ない場合がございます。
本製品のスペックを十分に活かすためにも、上記推奨スペックの PC をご用意いただけますようお願い致します。
(2)他の USB3.0 機器との併用
本製品はバルク転送モードを採用しています。この為、他の USB3.0 機器や特にバルク転送を採用している USB メモリや USB フラッシュドライブ、外付け HDD、外付け DVD ドライブ等を同時に使用すると、本製品の動作パフォーマンスが大幅に低下することがあります。
(3)USB3.0 ケーブルの延長
本製品を市販の USB3.0 延長ケーブル等で延長して接続した場合、USB3.0 の転送帯域が低下し、十分な転送速度が出ずにフレームレートの低下が起こる、あるいは本製品が認識されない場合がございます。
延長ケーブルのご使用につきましては弊社で推奨しているケーブル以外は動作保証対象外となります。
これは電源線のレギュレーション不足、データ線のインピーダンスミスマッチに起因します。
推奨ケーブルにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。（TEL：03-3389-5488）

株式会社アートレイ

ISO9001:2015 2018/9/17 取得〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 4F
Tel：03（3389）5488
Fax：03（3389）5486
Email：artray@artray.co.jp
URL：http://www.artray.co.jp- 14 -