ZL41 Cell sCMOS
手軽さと費用対効果
超解像 ~100 nm
Key Specifications
3
3
3
3
3
3

解像度： ~100 nm の分解能
高速： 100 fps

感度： 量子効率 82% 以上

高精度： 直線性 99.8% 以上

柔軟性： 4.2 と 5.5 メガピクセル
実用性： 最大視野角 22 mm

Key Applications
3
3
3
3
3
3

ライブセルイメージング
神経イメージング
発生生物学

細胞・組織イメージング
カルシウムイメージング
細胞輸送

andor.oxinst.com

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

簡単に超解像イメージングを実現したいですか？
入手できます...

ZL41 Cell は当社のカメラ式リアルタイム超解像技術「SRRF­Stream+」に対応しています。

ZL41 Cellは、初代ZYLAシリーズの強みである高速・
高感度・高解像度を継承し、お使いの実験環境に長期に渡り左右されない新しいチャンバーを搭載しています。ZYLA41 Cellは速度と感度の限界に挑戦する多くの実験に最適です。

ZL41 Cell 4.2

Standard Widefield

ZL41 Cell 4.2 は、ライブセルイメージングにおいて82% の QE と非常に低い 0.9 e­ リードノイズを両立
し、卓越した感度を提供します。ルーチンな広視野蛍光観察から超解像や精密な定量測定まで、ほぼすべてのアプリケーションに対応する効果的なカメラ
ソリューションです。
3 4.2メガピクセルのセンサーフォーマット
3 82% 量子効率と 0.9 e­ の読出しノイズ
3 ラインスキャンに最適化されたモード(LightScan PLUS)
3 カメラ方式による100nmまでの超解像技術(SRRF­Stream+)

ZL41 Cell 5.5

今お使いのCMOSカメラやCCDカメラをアップグ
レードして、マイクロスコープを次のレベルに引き上げませんか。ZL41 Cell 5.5は、最も手頃な価格のsCMOSカメラで、多くの機能を備えています。
グローバルシャッターモード を搭載し、高速で動く被写体のスナップショット撮影が可能です。
3 より大きな5.5メガピクセルのセンサーフォーマット
3 64% 量子効率と 0.9 e­ 読出しノイズ
3 真グローバルシャッターとローリングシャッター
モード
3 当社で最もお求めやすい価格のsCMOS

2

ZL41 Cell Features Specifically for Life Sciences
NEW SRRF-Stream+

LightScan PLUS

LightScan+は、スキャンライトシート顕微鏡やラインスキャニング共焦点顕微鏡などのアプリケーションにおいて、信号強度とコンフォーカリティを最適化します

FCS mode

蛍光相関分光実験用に設定された最小限の高さの ROI から、可能な限り高速な処理を実現します。ZL41 Cell 4.2は、26,041 fps（2048 (w) x 8 (h) ROI）を維持し、優れた時間分解能を出力します

GPU Express

カメラからのデータ転送を簡素化・最適化 ­ 大量のデータを扱う今日のイメージン
グ実験に最適です。CUDA 対応の NVidia GPU 処理を活用し、GPU Expressでデータ取得パイプラインを高速化

FeatureNEW 高画質化を実現
NEW センサーチャンバー

With SRRF-Stream+α­微小管(赤) と細胞核 (シアン) のSRRF­Stream画像。
画像提供： 生理学研究所 堤 元佐 博士

Interline CCD
5.5 e read noise-~ 1 e - read noise

BenefitZL41 Cellは、最新のQCプロセスにより、最適な画質を実現しています。超低PRNUにより、あらゆる撮影条件下でノイズのないクリアな画像を実現します
センサーチャンバーを刷新し、高湿度環境下での結露対策をさらに強化(チャンバー3年保証)

NEW Python対応

Python wrapperの統合と最新のカメラSDKの完全なサポートドキュメントにより、カスタムビルドシステムの統合と完全な制御を支援します

量子効率 82% まで増強

可視・近赤外領域で高効率、一般的な蛍光色素に最適化。露光時間の短縮、光毒性の低減、低濃度色素の実現~1 e- 読出しノイズ

ノイズフロアは 0.9 e­ まで低減。どの CCD よりも低い検出限界

市場をリードする
USB3.0 スピード

ZL41 Cell は、最大53 fps のフル解像度を実現。時間分解能を向上させ、ダイナ
ミックなプロセスをフォローします100 fps (カメラリンク)

ZL41 Cell は、最大限のフレームレートを維持できるカメラリンクを搭載しています

グローバルシャッターオプション

グローバルシャッター (ZL41 Cell 5.5) により、高速移動／変化するイベントの「インターラインCCDモード」静止画撮影が可能です

拡張ダイナミックレンジ

独自の「デュアルゲインアンプ」センサー構造により、33,000:1 のダイナミック
レンジを実現12ビットと16ビットモード
Andor sCMOS

既存の顕微鏡に100 nmまでの超解像を追加する最も費用対効果の高い簡単な方法
です (ZL41 Cellのみ) 。詳しくは 6 ページをご覧ください

99.8% 以上の直線性

12 ビットモードではファイルサイズを小さくし、USB3.0 による絶対的な高速フレー
ムレートを実現、16 ビットモードではフルダイナミックレンジを実現します
全ダイナミックレンジで比類なき定量測定精度を実現

ZL41 Cell 5.5 は、標準的なCCDやCMOSカメラからのアップグレードに最適で、低ノイズ、高速性、高解像度を実現します。

3

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

簡単に超解像イメージングを実現したいですか？
入手できます...

ZL41 Cell は当社のカメラ式リアルタイム超解像技術「SRRF­Stream+」に対応しています。

ZL41 Cellは、初代ZYLAシリーズの強みである高速・
高感度・高解像度を継承し、お使いの実験環境に長期に渡り左右されない新しいチャンバーを搭載しています。ZYLA41 Cellは速度と感度の限界に挑戦する多くの実験に最適です。

ZL41 Cell 4.2

Standard Widefield

ZL41 Cell 4.2 は、ライブセルイメージングにおいて82% の QE と非常に低い 0.9 e­ リードノイズを両立
し、卓越した感度を提供します。ルーチンな広視野蛍光観察から超解像や精密な定量測定まで、ほぼすべてのアプリケーションに対応する効果的なカメラ
ソリューションです。
3 4.2メガピクセルのセンサーフォーマット
3 82% 量子効率と 0.9 e­ の読出しノイズ
3 ラインスキャンに最適化されたモード(LightScan PLUS)
3 カメラ方式による100nmまでの超解像技術(SRRF­Stream+)

ZL41 Cell 5.5

今お使いのCMOSカメラやCCDカメラをアップグ
レードして、マイクロスコープを次のレベルに引き上げませんか。ZL41 Cell 5.5は、最も手頃な価格のsCMOSカメラで、多くの機能を備えています。
グローバルシャッターモード を搭載し、高速で動く被写体のスナップショット撮影が可能です。
3 より大きな5.5メガピクセルのセンサーフォーマット
3 64% 量子効率と 0.9 e­ 読出しノイズ
3 真グローバルシャッターとローリングシャッター
モード
3 当社で最もお求めやすい価格のsCMOS

2

ZL41 Cell Features Specifically for Life Sciences
NEW SRRF-Stream+

LightScan PLUS

LightScan+は、スキャンライトシート顕微鏡やラインスキャニング共焦点顕微鏡などのアプリケーションにおいて、信号強度とコンフォーカリティを最適化します

FCS mode

蛍光相関分光実験用に設定された最小限の高さの ROI から、可能な限り高速な処理を実現します。ZL41 Cell 4.2は、26,041 fps（2048 (w) x 8 (h) ROI）を維持し、優れた時間分解能を出力します

GPU Express

カメラからのデータ転送を簡素化・最適化 ­ 大量のデータを扱う今日のイメージン
グ実験に最適です。CUDA 対応の NVidia GPU 処理を活用し、GPU Expressでデータ取得パイプラインを高速化

FeatureNEW 高画質化を実現
NEW センサーチャンバー

With SRRF-Stream+α­微小管(赤) と細胞核 (シアン) のSRRF­Stream画像。
画像提供： 生理学研究所 堤 元佐 博士

Interline CCD
5.5 e read noise-~ 1 e - read noise

BenefitZL41 Cellは、最新のQCプロセスにより、最適な画質を実現しています。超低PRNUにより、あらゆる撮影条件下でノイズのないクリアな画像を実現します
センサーチャンバーを刷新し、高湿度環境下での結露対策をさらに強化(チャンバー3年保証)

NEW Python対応

Python wrapperの統合と最新のカメラSDKの完全なサポートドキュメントにより、カスタムビルドシステムの統合と完全な制御を支援します

量子効率 82% まで増強

可視・近赤外領域で高効率、一般的な蛍光色素に最適化。露光時間の短縮、光毒性の低減、低濃度色素の実現~1 e- 読出しノイズ

ノイズフロアは 0.9 e­ まで低減。どの CCD よりも低い検出限界

市場をリードする
USB3.0 スピード

ZL41 Cell は、最大53 fps のフル解像度を実現。時間分解能を向上させ、ダイナ
ミックなプロセスをフォローします100 fps (カメラリンク)

ZL41 Cell は、最大限のフレームレートを維持できるカメラリンクを搭載しています

グローバルシャッターオプション

グローバルシャッター (ZL41 Cell 5.5) により、高速移動／変化するイベントの「インターラインCCDモード」静止画撮影が可能です

拡張ダイナミックレンジ

独自の「デュアルゲインアンプ」センサー構造により、33,000:1 のダイナミック
レンジを実現12ビットと16ビットモード
Andor sCMOS

既存の顕微鏡に100 nmまでの超解像を追加する最も費用対効果の高い簡単な方法
です (ZL41 Cellのみ) 。詳しくは 6 ページをご覧ください

99.8% 以上の直線性

12 ビットモードではファイルサイズを小さくし、USB3.0 による絶対的な高速フレー
ムレートを実現、16 ビットモードではフルダイナミックレンジを実現します
全ダイナミックレンジで比類なき定量測定精度を実現

ZL41 Cell 5.5 は、標準的なCCDやCMOSカメラからのアップグレードに最適で、低ノイズ、高速性、高解像度を実現します。

3

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

アプリケーションとテクニック
品質、スループット、パフォーマンス、アクセシビリティ...

A camera for any application or technique

3 高感度・広ダイナミックレンジ ‒ 1枚の画像で非常に弱い構造と非常に明るい構造を定量化
3 優れた画質 ‒ 高解像度と均一な背景で、出版物のような高品質なイメージングを実現します
3 全てを捉える ‒ 最新の顕微鏡に匹敵する大視野を実現しました。ハイコンテンツな実験において、より良い統計と高い全体性を実現します
3 圧倒的な速さ ‒ 細胞プロセスの研究において、より高い時間分解能が求められるようになってきています。ZL41 Cellは高速で、重要なことはノイズを低く抑えることです3 使いやすさ ‒ カメラSDKのPython統合など、便利なドキュメントと機能で、すぐにイメージングを開始できますsCMOSApplication
Requirement

Andor sCMOS, Dragonflyで撮影した神経細胞画像をImaris 9.5で解析したもの。画像提供：Dr. Aubrianna Decker (GaublommeLab)、Dr.Daniel Virga (Polleux Lab)

ゼブラフィッシュ胚のライトシート蛍光
顕微鏡画像。画像出典：Dr. Gopi Shah,Max Planck Institute of Molecular Cell
Biology and Genetics

ZL41 Cell
4.2

Sona-6

Sona-11

iXon 897
Life/Ultra

iXon 888
Life/Ultra

iKon-M

微弱光検出 













高いセンサー
分解能 







 

















高速イメージング 

























    











ハイダイナ
ミックレンジ

長時間露光

定量的な測定 ­不適当

2C胚の単一胚盤胞にH2B­GFP mRNAを注入し、胚盤胞期E4.5まで培養した。
画像提供：Dr. Martin Kinisu ­ UC Berkeley

4

精子の個体化の異なる段階を示すショウ
ジョウバエの精巣（固定組織、IHC）。
黄色：DAPI、紫：プロタミン­GFP、
青：ファロイジン (アクチン)

CCD

ZL41 Cell
5.5

広視野イメージα­チューブリン（赤）と細胞核（シアン）のSRRF­Stream画像。
画像提供：堤 元佐 博士 生理学研究所

EMCCD







­最適





AlexaFluor488ファロイジンで染色した
マクロファージが AlexaFluor594 で標識した大腸菌バイオパーティクルを貪食している様子。100倍の倍率で撮影

5

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

アプリケーションとテクニック
品質、スループット、パフォーマンス、アクセシビリティ...

A camera for any application or technique

3 高感度・広ダイナミックレンジ ‒ 1枚の画像で非常に弱い構造と非常に明るい構造を定量化
3 優れた画質 ‒ 高解像度と均一な背景で、出版物のような高品質なイメージングを実現します
3 全てを捉える ‒ 最新の顕微鏡に匹敵する大視野を実現しました。ハイコンテンツな実験において、より良い統計と高い全体性を実現します
3 圧倒的な速さ ‒ 細胞プロセスの研究において、より高い時間分解能が求められるようになってきています。ZL41 Cellは高速で、重要なことはノイズを低く抑えることです3 使いやすさ ‒ カメラSDKのPython統合など、便利なドキュメントと機能で、すぐにイメージングを開始できますsCMOSApplication
Requirement

Andor sCMOS, Dragonflyで撮影した神経細胞画像をImaris 9.5で解析したもの。画像提供：Dr. Aubrianna Decker (GaublommeLab)、Dr.Daniel Virga (Polleux Lab)

ゼブラフィッシュ胚のライトシート蛍光
顕微鏡画像。画像出典：Dr. Gopi Shah,Max Planck Institute of Molecular Cell
Biology and Genetics

ZL41 Cell
4.2

Sona-6

Sona-11

iXon 897
Life/Ultra

iXon 888
Life/Ultra

iKon-M

微弱光検出 













高いセンサー
分解能 







 

















高速イメージング 

























    











ハイダイナ
ミックレンジ

長時間露光

定量的な測定 ­不適当

2C胚の単一胚盤胞にH2B­GFP mRNAを注入し、胚盤胞期E4.5まで培養した。
画像提供：Dr. Martin Kinisu ­ UC Berkeley

4

精子の個体化の異なる段階を示すショウ
ジョウバエの精巣（固定組織、IHC）。
黄色：DAPI、紫：プロタミン­GFP、
青：ファロイジン (アクチン)

CCD

ZL41 Cell
5.5

広視野イメージα­チューブリン（赤）と細胞核（シアン）のSRRF­Stream画像。
画像提供：堤 元佐 博士 生理学研究所

EMCCD







­最適





AlexaFluor488ファロイジンで染色した
マクロファージが AlexaFluor594 で標識した大腸菌バイオパーティクルを貪食している様子。100倍の倍率で撮影

5

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

超解像対応
SRRF-STREAM+
100 nmまでの超解像を高速かつ簡単に実現しませんか？
当社独自のカメラベース技術により、従来の最新型蛍光顕微鏡でリアルタイムに超解像顕微鏡を実現します。
SRRF (Super­Resolution Radial Fluctuations) は、Henriques研究グループ (Gustafsson et al., 2016) が開発した超解像に非常に有効なアプローチです。
アンドール独自の独自の実装である SRRF­Stream+
は、低い照明強度と通常の蛍光ラベルでカメラ
ベースのリアルタイム超解像を可能にします。

3 鮮明な画像を撮影する ‒ 高精細で高コントラストな 画像
3 従来の蛍光色素 ‒ フォトスイッチング不要のラベリング
3 コストパフォーマンス ‒ 従来の蛍光顕微鏡を超解像顕微鏡へアップグレード
3 リアルタイム ‒ ワークフローを改善し、後処理を不要にしました。ライブモードでの表示
3 低励起強度 ‒ 長時間のライブセル観察＆正確な生理現象の把握

SRRF­Stream+のテクニカルノートでは、お使いの顕微鏡を超解像機能に変換する方法について詳しくご紹介しています。

STORM, PALM & DNA PAINT
ZL41 Cellの高感度、低ノイズ、高速性能は、1分子ベースの「STORM / PALM」や DNA PAINT アプローチに適しており、~10 nm までの生物学的情報を明らかにすることができます。
右： Andor sCMOSとSRRF­Streamにより、細胞の細胞骨格を高分解能で鮮やかに再現している。
画像提供：堤 元佐 博士 ­生理学研究所

67

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

超解像対応
SRRF-STREAM+
100 nmまでの超解像を高速かつ簡単に実現しませんか？
当社独自のカメラベース技術により、従来の最新型蛍光顕微鏡でリアルタイムに超解像顕微鏡を実現します。
SRRF (Super­Resolution Radial Fluctuations) は、Henriques研究グループ (Gustafsson et al., 2016) が開発した超解像に非常に有効なアプローチです。
アンドール独自の独自の実装である SRRF­Stream+
は、低い照明強度と通常の蛍光ラベルでカメラ
ベースのリアルタイム超解像を可能にします。

3 鮮明な画像を撮影する ‒ 高精細で高コントラストな 画像
3 従来の蛍光色素 ‒ フォトスイッチング不要のラベリング
3 コストパフォーマンス ‒ 従来の蛍光顕微鏡を超解像顕微鏡へアップグレード
3 リアルタイム ‒ ワークフローを改善し、後処理を不要にしました。ライブモードでの表示
3 低励起強度 ‒ 長時間のライブセル観察＆正確な生理現象の把握

SRRF­Stream+のテクニカルノートでは、お使いの顕微鏡を超解像機能に変換する方法について詳しくご紹介しています。

STORM, PALM & DNA PAINT
ZL41 Cellの高感度、低ノイズ、高速性能は、1分子ベースの「STORM / PALM」や DNA PAINT アプローチに適しており、~10 nm までの生物学的情報を明らかにすることができます。
右： Andor sCMOSとSRRF­Streamにより、細胞の細胞骨格を高分解能で鮮やかに再現している。
画像提供：堤 元佐 博士 ­生理学研究所

67

Introduction ¦ Applications | Super-Resolution | Speci ications | Product Drawings & Ordering

製品仕様
モデル別仕様量子効率 (QE) カーブ •3

•1

100

モデル

ZL41 Cell 5.5

ZL41 Cell 4.2

有効画素数 (W×H)

前面照射型科学 CMOS

前面照射型科学 CMOS

2560 x 2160 (5.5 メガピクセル)

2048 x 2048 (4.2 メガピクセル)

80

センサーサイズ16.6 x 14.0 mm
21.8 mm 対角13.3 x 13.3 mm
18.8 mm 対角70

200 (100 MHz x 2 センサーハーフ)
560 (280 MHz x 2 センサーハーフ)

216 (108 MHz x 2 センサーハーフ)
540 (270 MHz x 2 センサーハーフ)

画像読出しレート (MHz)

読出しノイズ (e-) 標準偏差 [rms] •2
最大量子効率@ 200 MHz@ 560 MHz

ローリングシャッター

グローバルシャッター

0.9 [1.2]
1.2 [1.6]

2.3 [2.5]
2.4 [2.6]•3センサー冷却温度
空冷
水冷
暗電流 e-/ピクセル/秒@最低温度 •4
空冷
水冷
読出しモード最大ダイナミックレンジ

82%

0ºC (周囲温度 30ºC まで)-10ºC*0ºC (周囲温度 27ºC まで)-10ºC*

0.10
0.019

0.10
0.019

ローリングシャッターと真グローバルシャッター (スナップショット)

ローリングシャッターとグローバルクリア •7

33,000:1

33,000:1< 0.01%< 0.1%

ユーザー定義のROI (粒度)あり (1 画素) **12-ビット (USB 3.0 最速) 、16-ビット (最大ダイナミックレンジ)

ZL41 Cell 4.2

ZL41 Cell 5.5

60
50
40
30
20
10
0
300

400

500

600

700

800

900

1000

Wavelength / nm

フレームレート表 - 12-ビット (16-ビット)•9

インターフェースオプション
SRRF-Stream+ 対応

0.90 [1.1]
1.10 [1.3]64%

光応答不均一性 (PRNU)
中間光領域
低照度領域

データ範囲

ローリングシャッター@ 216 MHz@ 540 MHz90

Quantum efficiency / %センサータイプUSB 3.0•8 or カメラリンク
なし

あり* 冷却温度は露点以上であること** 最小 ROI サイズ：4×8（W×H） 12ビット/16ビットモード、カメラリンク/ USB3.0 両モデルで使用可能

一般仕様

Array Size

ZL41 Cell 5.5
USB 3.0
Rolling Shutter
Global Shutter

ZL41 Cell 5.5
Camera Link
Rolling Shutter
Global Shutter

ZL41 Cell 4.2
Camera Link
Rolling Shutter

ZL41 Cell 4.2
USB 3.0
Rolling Shutter

2560 x 2160

40 (30)40 (30)100 (75)

49 (49)--2048 x 2048

53 (40)52 (39)105 (98)

52 (52)101 (101)

53 (40)1920 x 1080

107 (80)

98 (80)200 (200)

97 (97)192 (192)

107 (80)

512 x 512422 (422)

201 (201)422 (422)

201 (201)406 (406)

406 (406)

128 x 128

1691 (1691)

716 (716)

1691 (1691)

716 (716)

1627 (1627)

1627 (1627)

13020 (10250)

4008 (4008)

27057 (27057)

4008 (4008)

26041 (26041)

13020 (10250)

27057 (27057)

4008 (4008)

27057 (27057)

4008 (4008)

26041 (26041)

26041 (26041)•1画素サイズ (W×H)

6.5 µm

ピクセルウェル深度 (e-)

30,000直線性 (%, 最大)•5
全光量領域
低照度領域 (1000 electron以下)
MTF (Nyquist @ 555 nm)
ピクセルビニング
ブルーミング抑制ファクター
I/O
トリガーモード
ソフトウェア露光イベント•68

99.8% 以上
99.9% 以上
45%
ハードウェアビニング : 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8x 10,000

2048 x 8(FCS mode)
1024 x 8(FCS mode)

外部トリガー, Fire, Fire n, Fire All, Fire Any, Arm
インターナル, 外部, 外部スタート, 外部露光, ソフトウェアトリガー
露光開始 ­露光終了(1行目)、露光開始 ­露光終了(n行目)

ハードウェアタイムスタンプの精度

25 ns

内臓メモリー

1 GB
9Introduction ¦ Applications | Super-Resolution | Speci ications | Product Drawings & Ordering

製品仕様
モデル別仕様量子効率 (QE) カーブ •3

•1

100

モデル

ZL41 Cell 5.5

ZL41 Cell 4.2

有効画素数 (W×H)

前面照射型科学 CMOS

前面照射型科学 CMOS

2560 x 2160 (5.5 メガピクセル)

2048 x 2048 (4.2 メガピクセル)

80

センサーサイズ16.6 x 14.0 mm
21.8 mm 対角13.3 x 13.3 mm
18.8 mm 対角70

200 (100 MHz x 2 センサーハーフ)
560 (280 MHz x 2 センサーハーフ)

216 (108 MHz x 2 センサーハーフ)
540 (270 MHz x 2 センサーハーフ)

画像読出しレート (MHz)

読出しノイズ (e-) 標準偏差 [rms] •2
最大量子効率@ 200 MHz@ 560 MHz

ローリングシャッター

グローバルシャッター

0.9 [1.2]
1.2 [1.6]

2.3 [2.5]
2.4 [2.6]•3センサー冷却温度
空冷
水冷
暗電流 e-/ピクセル/秒@最低温度 •4
空冷
水冷
読出しモード最大ダイナミックレンジ

82%

0ºC (周囲温度 30ºC まで)-10ºC*0ºC (周囲温度 27ºC まで)-10ºC*

0.10
0.019

0.10
0.019

ローリングシャッターと真グローバルシャッター (スナップショット)

ローリングシャッターとグローバルクリア •7

33,000:1

33,000:1< 0.01%< 0.1%

ユーザー定義のROI (粒度)あり (1 画素) **12-ビット (USB 3.0 最速) 、16-ビット (最大ダイナミックレンジ)

ZL41 Cell 4.2

ZL41 Cell 5.5

60
50
40
30
20
10
0
300

400

500

600

700

800

900

1000

Wavelength / nm

フレームレート表 - 12-ビット (16-ビット)•9

インターフェースオプション
SRRF-Stream+ 対応

0.90 [1.1]
1.10 [1.3]64%

光応答不均一性 (PRNU)
中間光領域
低照度領域

データ範囲

ローリングシャッター@ 216 MHz@ 540 MHz90

Quantum efficiency / %センサータイプUSB 3.0•8 or カメラリンク
なし

あり* 冷却温度は露点以上であること** 最小 ROI サイズ：4×8（W×H） 12ビット/16ビットモード、カメラリンク/ USB3.0 両モデルで使用可能

一般仕様

Array Size

ZL41 Cell 5.5
USB 3.0
Rolling Shutter
Global Shutter

ZL41 Cell 5.5
Camera Link
Rolling Shutter
Global Shutter

ZL41 Cell 4.2
Camera Link
Rolling Shutter

ZL41 Cell 4.2
USB 3.0
Rolling Shutter

2560 x 2160

40 (30)40 (30)100 (75)

49 (49)--2048 x 2048

53 (40)52 (39)105 (98)

52 (52)101 (101)

53 (40)1920 x 1080

107 (80)

98 (80)200 (200)

97 (97)192 (192)

107 (80)

512 x 512422 (422)

201 (201)422 (422)

201 (201)406 (406)

406 (406)

128 x 128

1691 (1691)

716 (716)

1691 (1691)

716 (716)

1627 (1627)

1627 (1627)

13020 (10250)

4008 (4008)

27057 (27057)

4008 (4008)

26041 (26041)

13020 (10250)

27057 (27057)

4008 (4008)

27057 (27057)

4008 (4008)

26041 (26041)

26041 (26041)•1画素サイズ (W×H)

6.5 µm

ピクセルウェル深度 (e-)

30,000直線性 (%, 最大)•5
全光量領域
低照度領域 (1000 electron以下)
MTF (Nyquist @ 555 nm)
ピクセルビニング
ブルーミング抑制ファクター
I/O
トリガーモード
ソフトウェア露光イベント•68

99.8% 以上
99.9% 以上
45%
ハードウェアビニング : 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8x 10,000

2048 x 8(FCS mode)
1024 x 8(FCS mode)

外部トリガー, Fire, Fire n, Fire All, Fire Any, Arm
インターナル, 外部, 外部スタート, 外部露光, ソフトウェアトリガー
露光開始 ­露光終了(1行目)、露光開始 ­露光終了(n行目)

ハードウェアタイムスタンプの精度

25 ns

内臓メモリー

1 GB
9Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

製品図面

お客様に最適な製品を提供するために
Step 1.

CameraType

Step 2.

Dimensions in mm [inches]

カメラの種類を選択

Third-angle projection

Description

Code

ZL41 Cell 4.2、420万画素、ローリングシャッター、100 fps、カメラリンク、SRRF­Stream+対応

ZYLA-4.2P-CL10-C

ZL41 Cell 4.2、420万画素、ローリングシャッター、53 fps、USB 3.0、SRRF­Stream+対応

ZYLA-4.2P-USB3-C

ZL41 Cell 5.5、550万画素、ローリング＆グローバルシャッター、40 fps、USB 3.0

ZYLA-5.5-USB3-C

水冷式、分光器用オプションについては、弊社営業担当までお問い合わせください。

必要なアクセサリーを選択
Description

Order CodeZL41 Cell 4.2用SRRF­Stream+リアルタイム超解像

SRRF-Stream-ZL-4P

CSマウントアダプター

ACC-MEC-05609

Fマウントアダプター

ACM-05574

Cマウント用オートエクステンションチューブ (3本セット)

OA-ECMT

ニコンF用オートエクステンションチューブ (3本セット)

OA-ENAF

冷却性能を高めるリサーキュレーター

XW-RECR

Oasis 160 超小型チラーユニット

ACC-XW-CHIL-160

Accessories

カメラリンクモデル用フレームグラバーAxionに使用する5mケーブル (2本必要)

ACC-ASE-13532

3 m の 7 WAY マルチ I/O タイミングケーブルで、ファイヤー、外部トリガー、シャッター、アームを提供します

ACC-ACZ-05612

ワークステーションもございますので、詳しくはお問い合わせください。PCワークステーションに関する詳細は、右のテクニカルノートを参照してください。CMOSカメラ用PCの仕様について

Step 3.

必要なソフトを選択
また、ZL41 Cellは以下のソフトウェアオプションのうち少なくとも1つが必要です。

Solis Imaging Windows（8.1および10）用の32ビットおよび64ビット対応のアプリケーションで、データ取得と処理のための豊富な機能を提供します。AndorBasicは、データの取得、処理、表示、エクスポート
をマクロ言語で制御できます。

Software

Fusion 充実した機能と直感的な操作性を兼ね備えた画像取得ソフトウェア。Imarisに統合されたワークフロー。
Andor SDK3 独自のアプリケーションからAndorのカメラ群を制御できるソフトウェア開発キットです。
Windows（8.1および10）およびLinux用の32/64ビットライブラリとして利用可能です。
C/C++、C#、Delphi、VB.NET、LabVIEW、MATLAB、Pythonと互換性があります。

Weight: 1 kg [2 lbs 3 oz]
Product drawings of the water cooled ZL41 Cell can be found here.

Regulatory Compliance••••

RoHS compliant
EU EMC Directive
EU LV Directive
IEC 61010-1 CB Scheme

External Power Supply Compliance• UL-certified for Canada and US• Japanese PSE Mark

Connecting to the ZL41 Cell
Camera Control
Connector type: 3 meter Camera Link connectors or USB 3.0.
(Longer lengths available as accessories).
TTL / Logic
1 x 3-way Multi I/O timing cable, offering Fire, External Trigger andArm (1.5 meter)

サードパーティ製ソフトウェア ドライバーを用意し、さまざまなサードパーティ製画像処理パッケージでZL41 Cellを操作することができます。ZL41 Cellは、従来のZylaファミリーと互換性を保っています。
詳細はサードパーティーソフトウェアマトリックスをご覧ください。

1011

Introduction | Applications | Super-Resolution | Specifications | Product Drawings & Ordering

製品図面

お客様に最適な製品を提供するために
Step 1.

CameraType

Step 2.

Dimensions in mm [inches]

カメラの種類を選択

Third-angle projection

Description

Code

ZL41 Cell 4.2、420万画素、ローリングシャッター、100 fps、カメラリンク、SRRF­Stream+対応

ZYLA-4.2P-CL10-C

ZL41 Cell 4.2、420万画素、ローリングシャッター、53 fps、USB 3.0、SRRF­Stream+対応

ZYLA-4.2P-USB3-C

ZL41 Cell 5.5、550万画素、ローリング＆グローバルシャッター、40 fps、USB 3.0

ZYLA-5.5-USB3-C

水冷式、分光器用オプションについては、弊社営業担当までお問い合わせください。

必要なアクセサリーを選択
Description

Order CodeZL41 Cell 4.2用SRRF­Stream+リアルタイム超解像

SRRF-Stream-ZL-4P

CSマウントアダプター

ACC-MEC-05609

Fマウントアダプター

ACM-05574

Cマウント用オートエクステンションチューブ (3本セット)

OA-ECMT

ニコンF用オートエクステンションチューブ (3本セット)

OA-ENAF

冷却性能を高めるリサーキュレーター

XW-RECR

Oasis 160 超小型チラーユニット

ACC-XW-CHIL-160

Accessories

カメラリンクモデル用フレームグラバーAxionに使用する5mケーブル (2本必要)

ACC-ASE-13532

3 m の 7 WAY マルチ I/O タイミングケーブルで、ファイヤー、外部トリガー、シャッター、アームを提供します

ACC-ACZ-05612

ワークステーションもございますので、詳しくはお問い合わせください。PCワークステーションに関する詳細は、右のテクニカルノートを参照してください。CMOSカメラ用PCの仕様について

Step 3.

必要なソフトを選択
また、ZL41 Cellは以下のソフトウェアオプションのうち少なくとも1つが必要です。

Solis Imaging Windows（8.1および10）用の32ビットおよび64ビット対応のアプリケーションで、データ取得と処理のための豊富な機能を提供します。AndorBasicは、データの取得、処理、表示、エクスポート
をマクロ言語で制御できます。

Software

Fusion 充実した機能と直感的な操作性を兼ね備えた画像取得ソフトウェア。Imarisに統合されたワークフロー。
Andor SDK3 独自のアプリケーションからAndorのカメラ群を制御できるソフトウェア開発キットです。
Windows（8.1および10）およびLinux用の32/64ビットライブラリとして利用可能です。
C/C++、C#、Delphi、VB.NET、LabVIEW、MATLAB、Pythonと互換性があります。

Weight: 1 kg [2 lbs 3 oz]
Product drawings of the water cooled ZL41 Cell can be found here.

Regulatory Compliance••••

RoHS compliant
EU EMC Directive
EU LV Directive
IEC 61010-1 CB Scheme

External Power Supply Compliance• UL-certified for Canada and US• Japanese PSE Mark

Connecting to the ZL41 Cell
Camera Control
Connector type: 3 meter Camera Link connectors or USB 3.0.
(Longer lengths available as accessories).
TTL / Logic
1 x 3-way Multi I/O timing cable, offering Fire, External Trigger andArm (1.5 meter)

サードパーティ製ソフトウェア ドライバーを用意し、さまざまなサードパーティ製画像処理パッケージでZL41 Cellを操作することができます。ZL41 Cellは、従来のZylaファミリーと互換性を保っています。
詳細はサードパーティーソフトウェアマトリックスをご覧ください。

1011

Order Today

アンドールでは、お客様に最適なソリューションをご提案するために、専任のテクニカルアドバイザーが、すべてのアンドール製品について
1対1のガイダンスとテクニカルサポートを提供します。
お問い合わせ先
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社
アンドール・テクノロジー事業部〒140­0002 東京都品川区東品川 3­32­42
TEL: 03­6732­8968
FAX: 03­6732­8939
E­mail: info.andorjp@oxinst.com

ISビル

ウェブからのお問い合わせ
andor.oxinst.jp/contact

カメラ同梱品For Camera Link Models:1 x Camera Link
Card and 2 x 3 meter connector cables.
For USB 3.0 models: 1 x USB 3.0 PCIe Cardand 1 x 3 meter USB 3.0 cable (Type A to B 1
x Power supply with mains cable)
1 x 3-way Multi I/O timing cable, offering Fire,
External Trigger and Arm (1.5 meter)
1 x Quick Start Guide
1 x User guide in electronic format
1 x Individual system performance sheet

コンピュータの最小要件

脚注

1. Figures are typical unless otherwise stated.
2. Readout noise is for the entire system and is taken as a median over the sensor area excluding any
regions of blemishes. It is a combination of sensor readout noise and A/D noise.
3. Quantum efficiency of the sensor at 20°C as supplied by the manufacturer.
4. Dark current measurement is taken as a median over the sensor area excluding any regions of blemishes.
5. Linearity is measured from a plot of Signal vs. Exposure Time, in accord with EMVA 1288 standard.
6. Software Exposure Events provide rapid software notification (SDK only) of the start and end of acquisition,
useful for tight synchronization to moving peripheral devices e.g. Z-stage.
7. ‘Global Clear’ is an optional keep clean mechanism that can be implemented in rolling shutter mode,
which purges charge from all rows of the sensor simultaneously, at the exposure start. The exposure end is
still rolling shutter. It can be used alongside the Fire All output of the camera and a pulsed light source tosimulate Global Exposure mechanism, albeit less efficiently than the true Global Shutter exposure mode of
ZL41 Cell 5.5. Furthermore, Global Clear differs from true Global Shutter in that it can only be used in ‘nonoverlap’ readout mode, i.e. sequential exposure and readout phases rather than simultaneous.

2.68 GHz Quad Core
4GB RAM (increase RAM if to be used forcontinuous data spooling)
8. ZL41 Cell USB 3.0 models should work with any modern USB 3.0 enabled PC/laptop (provided hard drives
Hard Drive:or RAM is sufficient to support data rates) as every USB 3.0 port should have its own host controller. ZL41
Minimum 450 MB/s continuous write for USB
Cell USB 3.0 models also ship with a USB 3.0 PCI card as a means to add a USB 3.0 port to an older PC, or
3.0 models
as a diagnostic aid to interoperability issues or to ensure maximum speed.
Minimum 850 MB/s continuous write for
9. The maximum frames/s table for ZL41 Cell indicate the maximum speed at which the device can acquire
Camera Link
images in a standard system at full frame and also a range of sub-array size, for both rolling and global
PCI Express x4 or greater for USB 3.0 models
shutter read modes (ZL41 Cell 5.5), 12-bit single amplifier (rates also apply to dual amplifier 16-bit for ZL41
PCI Express x8 or greater for Camera Link
Cell 4.2). Sustained frame rates are dependent on write speed of the hard disc and other overheads of theWindows (8.1 or 10) or Linuxacquisition software and hardware devices.
SRRF-Stream+
See andor.oxinst.com/products/srrf-stream

電源条件

動作・保管条件•••••

Operating Temperature:
ZL41 Cell 5.5: 0ºC to 30ºC ambient
ZL41 Cell 4.2: 0ºC to 27ºC ambient
Relative Humidity: < 70% (non-condensing)
Storage Temperature: -10ºC to 50ºC

•
•
•
•

Power: +12 VDC ± 5% @ 5A
Ripple: 200 mV peak-peak 0 - 20 MHz
100 - 240 VAC 50/60 Hz external power supply
Power Consumption: 12 V @ 5 A Max, 12 V @ 2.5 A
Nominal※仕様は予告なく変更する場合があります。

ZLCELLSS 1022 R1