EJ カウンタ用
インタフェースユニット
USB

ユーザーズマニュアル− 取扱説明書 −ご使用前に本書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

● 関連取扱説明書は、「■ 本書の位置付け、ドキュメント
マップ」（1 ページ）を参照してください。

No. 99MBC142J2
2024 年 1 月 1 日 発行

*99MBC142J2*

■ 本書の対象商品名および型番
● 商品名
商品名

EJ カウンタ用インタフェースユニット USB■ 本書に関するお願いとご注意
y 本書に記載の使用法に依らない使用により損害が発生した場合には、弊社は一切その責任を負いかねます。
y 本書を紛失または損傷されたときは、すみやかにお求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口にご相談ください。
y 本商品の操作の前に本書をよく読んでください。特に、「安全上のご注意」（6 ページ）、「取り扱い上のご注意」（6 ページ）の内容を十分に理解してから本商品をお使いください。
y 本書の内容は 2024 年 1 月現在の情報に基づいています。
y 本書の内容の一部または全部を転載・複製することは固くお断りいたします。
y 本書に掲載している画面図は、説明の都合上、強調や簡略化、または一部を省略していることがあります。また、機能理解と操作に支障を与えない範囲内で、実際の画面表示と異なることがあります。
y 本文中の会社名、団体名、商品名等は、各社、各団体の商標、または登録商標です。
©2020-2024 Mitutoyo Corporation. All rights reserved.
No. 99MBC142J

目次
目次 ……………………………………………………………………………………………… i
本書について …………………………………………………………………………………… 1
本書で使用されている表記 …………………………………………………………………… 3
安全上のご注意 ………………………………………………………………………………… 6
取り扱い上のご注意 …………………………………………………………………………… 6
電磁両立性について …………………………………………………………………………… 8輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意 …………………………………… 8
欧州諸国などへの輸出に関するご注意 ……………………………………………………… 8
日本国内で本商品を廃棄する際のご注意 …………………………………………………… 8
分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意 …………… 8
保証 ……………………………………………………………………………………………… 9
免責 ……………………………………………………………………………………………… 9
1

2

概要 ………………………………………………………………………………………… 11
1.1

主な機能と特長 ………………………………………………………………………12

1.2

システム構成 …………………………………………………………………………13

1.3

各部の名称 ……………………………………………………………………………14
本体 ……………………………………………………………………………………………14

1.3.2

前面 ……………………………………………………………………………………………15

1.4標準付属品 ……………………………………………………………………………16

1.5

操作の流れ ……………………………………………………………………………17セットアップ ………………………………………………………………………………19
2.1

3

1.3.1

設置 ……………………………………………………………………………………20
2.1.1

DIN レールへの取り付け／取り外し ………………………………………………………20

2.1.2

EJ カウンタとの連結 ………………………………………………………………………21

2.1.3

DIN レール用固定金具の取り付け …………………………………………………………222.2

外部機器の接続 ………………………………………………………………………23

2.3

電源の接続 ……………………………………………………………………………24
2.3.1

アース接続 ……………………………………………………………………………………24

2.3.2

電源オン／オフ ………………………………………………………………………………25

USB 通信 ……………………………………………………………………………………27i

No. 99MBC142J

3.1

USB 仕様 ……………………………………………………………………………28

3.2

USB 通信フォーマット ……………………………………………………………29

3.3

3.4

3.2.1

USB 通信時の ID 番号割り当て ……………………………………………………………29

3.2.2

送受信データフォーマット …………………………………………………………………30

3.2.3

コマンド一覧 …………………………………………………………………………………32

USB 通信時のエラー一覧 …………………………………………………………36
3.3.1

インタフェースユニットの通信エラーフラグ ……………………………………………36

3.3.2

EJ カウンタのエラーフラグ ………………………………………………………………37

公差判定結果 …………………………………………………………………………40

4

EJ カウンタのパラメーター設定 …………………………………………………………41

5

トラブルシューティング …………………………………………………………………47

6

仕様 …………………………………………………………………………………………51
6.1

基本仕様 ………………………………………………………………………………52

6.2

通信仕様 ………………………………………………………………………………526.3

外観寸法図 ……………………………………………………………………………53

営業・サービスの窓口 …………………………………………………………………… App-1

ii

No. 99MBC142J

本書について■ 本書の位置付け、ドキュメントマップ
本書の位置付けと他の関連商品マニュアルとの関係などを説明します。

● インタフェースユニット関連
インタフェースユニット
クイックスタートガイド

インタフェースユニット USB
ユーザーズマニュアル（本書）

セットアップ、仕様、トラブルシュートについて説明
しています。このドキュメントはインタフェースユ
ニットに同梱されています。
（インタフェースユニット全機種共通）
インタフェースユニット USB の詳しい説明が掲載されている取扱説明書です。

● カウンター関連
EJ カウンタ
クイックスタートガイド

EJ カウンタ
ユーザーズマニュアル

インタフェースユニット USB と接続して使用する EJ
カウンタの取り扱い上の注意、操作方法、仕様、トラブルシュートについて説明しています。詳細は EJ カ
ウンタユーザーズマニュアルを参照ください。このドキュメントは EJ カウンタに同梱されています。
インタフェースユニット USB と接続して使用する EJ カ
ウンタの詳しい説明が掲載されている取扱説明書です。
商品には付属していません。弊社ホームページ（https://manual.mitutoyo.co.jp）よりダウンロードしてください。

● リニヤゲージ関連
LG100
ユーザーズマニュアル

EJ カウンタに接続できるリニヤゲージの取り付け方法、仕様、保守などについて説明しています。
リニヤゲージは用途にあわせて選択、購入してください。

LG200
ユーザーズマニュアル

LGB
ユーザーズマニュアル1

No. 99MBC142J

■ 本書の対象読者と目的● 対象読者
EJ カウンタ用インタフェースユニット USB を初めて設置される方、初めてご使用になる方を対象にしています。

● 目的
本書は、本商品の概要、各部の機能、使用方法、保守内容などをご理解いただくことを目的としています。

2

No. 99MBC142J

本書で使用されている表記■ 潜在的な危険性に対する注意喚起を示す表記
取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

取り扱いを誤った場合、「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

■ 行為の禁止および行為の強制を示す表記
行為の禁止の具体的な内容を示します。

行為の強制の具体的な内容を示します。

接地が必要であることを示します。

■ 参考情報や参照先を示す表記
重要

本商品を使用する上で知っておかなければならない情報を示します。

Tips

本文で説明している操作方法や手順に関連する詳細情報および参考情報を示します。
本書または外部の取扱説明書に、参照するべき情報がある場合は、参照先を示します。
例：○○の詳細は、「1 概要」の「1.1 各部の名称」（5 ページ）を参照

してください。

3

No. 99MBC142J

■ その他の表記（ ）（丸かっこ）直前の内容の説明、補足説明を示します。

「 」（かぎかっこ）

強調する語句を示します。また、参照文で参照先を示します。

［ ］（角かっこ）操作キー名称を示します。

1 、 2 、 3 …

»作業の順番と、その内容を示します。

操作結果を示します。

4

No. 99MBC142J

■ 表記の使用例
2 セットアップ

EJ カウンタとの連結

2.1.2

実施する作業手順、または実施する作業手順の概要を示します。

本商品と EJ カウンタを連結します。
本商品には、EJ カウンタを最大 8 台連結できます。

1 本商品、および連結する EJ カウンタのカウンター連結用コネクターの保護カバーを取り外す
2 本商品が EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凸）側になるように DIN レールに取り付ける
Tips
詳細は、

参照先を示します。

「2.1.1 DIN レールへの取り付け／取り外し」（20 ページ）を参照してください。

3 EJ カウンタと連結する
DIN レール上で本商品または EJ カウンタをスライドさせて、本商品のカウンター連結用コネクター（凹）と、EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凸）を密着させてください。

安全情報を示します。
注記
EJ カウンタを 9 台以上連結しないでください。故障する可能性があります。

知っておかなければならない重要な情報を示します。

重要

DIN レール上でのスライドはゆっくり行ってください。

4 付属の終端ユニットを EJ カウンタの連結用コネクター（凹）に取り付ける
本商品と反対端の EJ カウンタに終端ユニットを取り付けてください。

重要

終端ユニットは必ず取り付けてください。終端ユニットを取り付けないと本商品と EJ カウンタの間で正常な通信ができません。

終端ユニット21

No. 99MBC142J1

5

No. 99MBC142J

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 本商品での注意
注意
本商品を分解・改造しないでください。金属粉の混入によるショートで破損や火災の危険があります。

取り扱い上のご注意■ 本商品の用途や取り扱いについて● 本商品は、対応測定機器にのみ接続して使用してください。
本商品を対応していない測定機器に使用しないでください。
本商品に対応した測定機器については、お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口にご相談ください。

● 本商品は測定機です。
本商品を測定以外の目的に使用しないでください。

● 本商品は工業用商品です。
本商品を工業用以外の用途で使用しないでください。

● 本商品は精密機器です。
本商品の取り扱いには十分ご注意ください。また、ご使用時に各部に衝撃を加えたり、無理な力を掛けたりしないでください。

6

No. 99MBC142J

■ 設置環境
本商品は屋内使用機器です。また、本商品を良好な環境で使用いただけますように以下の設置条件を考慮して、設置してください。
y 振動
本商品は、なるべく振動の少ない場所に設置してください。振動の多い場所で長い間、ご使用されますと、本商品で使用している精密な部品に不具合が生じ、誤動作する場合があります。
y 塵埃
設置場所の塵埃は、電子部品などに悪影響をおよぼしますので、なるべく塵埃の少ない場所に設置してください。
y 光
本商品に直接日光が当たりますと熱の影響によって、本体が変形し、動作に悪影響を与えることになります。窓際など、直接日光が当たる場所に設置せざるを得ない場合は、カーテンなどにより遮光してください。
y 周囲温度、湿度
温度や湿度が急激に変化する場所は避けてください。
次のような場所で使用する際は、遮へい対策を十分に行ってください。
y 静電気などによる、ノイズが発生する場所
y 電界強度の強い場所
y 電源線／動力線が、近くを通る場所
y 切粉、切削油、水などの影響を直接受ける場所
y 放射線を被曝するおそれのある場所
y 腐食性ガスなどを受けるおそれのある場所■ お手入れについて
洗剤、シンナーやベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。本商品の汚れは、繊維の出ない
柔らかい布で軽く拭き取ってください。

■ 電源
接地は必ず行ってください。
起動時の突入電流を考慮して、充分な電源容量を持った電源をご準備ください。

Tips
本商品の電源は、接続した EJ カウンタより供給されます。

7

No. 99MBC142J

電磁両立性について
本商品は、EMC 指令および英国電磁両立性規制に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり、適切な対策が必要となります。
本商品は工業用商品です。住宅環境での使用は意図しておりません。住宅環境で使用すると、他の機器に対して電磁妨害を発生する可能性があります。その場合には電磁妨害に対する適切な対策が必要となります。

輸出および非居住者への技術提供にあたってのご注意
本商品は、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める
16 の項」によるキャッチオール規制貨物・キャッチオール規制技術（プログラムを含む）です。
本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になる場合があります。
また、本商品に機能を追加するためにオプションの追加や改造を行った場合、「外国為替および外国貿易法の輸出貿易管理令別表第 1 もしくは外国為替令別表に定める 1 から 15 の項」によるリスト規
制貨物、リスト規制技術（プログラムを含む）に該当となることがあります。その場合の本商品の輸出および日本国非居住者への技術提供にあたっては、経済産業省の許可が必要になります。事前に弊社にご相談ください。

欧州諸国などへの輸出に関するご注意
本商品を輸出される際は、英文の取扱説明書 ･ 適合宣言書（場合によっては輸出国公用語）が必要となる場合があります。
詳細につきましては弊社にご相談ください。

日本国内で本商品を廃棄する際のご注意
y 事業者として廃棄する場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃棄物処理法）等の関連法令に従い、適正な廃棄処理をしてください。
y 個人として廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

分別処理を行っている欧州諸国で電気・電子機器の廃棄をする際のご注意商品または包装に記されたこのシンボルマークは、欧州諸国の規制である廃電気電子機器指令（WEEE 指令）に基づくもので、本商品を廃棄する時に一般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。
土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルに
ご協力ください。
本商品の廃棄方法については、お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口にご相談く
ださい。

8

No. 99MBC142J

保証
本商品は、厳重な品質管理のもとで製造されていますが、お客様の正常な使用状態において、万一お買い上げの日から 1 年以内に故障した場合には、無償で修理させていただきます。お求めの販売店、または弊社営業・サービスの窓口（ 「営業・サービスの窓口」（App-1 ページ））へご連絡ください。
次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
y 使用による通常の損耗によって生じた故障および損傷
y メンテナンス上、修理上または取り扱い上の誤りおよび不当な改造による故障および損傷
y お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷
y 火災、塩害、ガス害、異常電圧、雷サージおよび天災地変などによる故障および損傷
y ミツトヨによって指定されまたは許可されているハードウェアまたはソフトウェア以外のハード
ウェアまたはソフトウェアと組み合わせて使用したことによる故障および損傷
y 高度に危険な活動に使用したことによる故障および損傷
本保証は日本国内において適切に設置され、本書に記載される指示に従って操作されている場合にのみ有効です。
本保証に規定される場合を除き、適用される法によって許される最大の範囲で、あらゆる性質の、すべての明示的・黙示的な条件、表明および保証（商品性に関する保証、特定の目的への適合性の保証、
非侵害の保証または取引過程、使用または取引実務から生じる保証を含みますが、これらに限定されません）は、排除されます。
お客様は、お客様が意図された結果を実現するために本商品を選択したことによって生ずるすべての結果についての全責任を引き受けるものとします。

免責
ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーは、いかなる場合においても、収益の損失、利益の損失、もしくはデータの損失、または本商品の使用もしくは使用不能によって生じた特別損害、直接
損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、または懲罰的損害について、原因および責任理論の如何にかかわらず、たとえミツトヨ、その関連会社またはそのサプライヤーが当該損害の可能性について通知を受けていた場合であっても、責任を負いません。
前記にもかかわらず、ミツトヨが、お客様による本商品の使用によって生じた損害または損失に対して責任があると判断された場合でも、いかなる場合においても、ミツトヨ、その関連会社およびそのサプライヤーのお客様に対する責任は、契約に基づくと、（過失を含む）不法行為とを問わず、本商品に対してお客様が支払った金額を超えないものとします。
国、州、または管轄地によっては、派生的損害または付随的損害に対する責任の排除または制限を認めていない場合があります。そのような国、州、または管轄地におけるミツトヨの責任は、法に認められる最大の範囲内で排除または制限されるものとします。

9

No. 99MBC142J

10

No. 99MBC142J

1 概要

1

概要

EJ カウンタ用インタフェースユニット USB の概要と各部の名称およびその機能について説明します。

1

1.1 主な機能と特長 ………………………………………………………………… 12

概要

1.2 システム構成 …………………………………………………………………… 13
1.3 各部の名称 ……………………………………………………………………… 14
1.4 標準付属品 ……………………………………………………………………… 16
1.5 操作の流れ ……………………………………………………………………… 17

11

No. 99MBC142J

1 概要

1.1

主な機能と特長

本商品は、EJ カウンタ用インタフェースユニットです。
y 小型、省スペースで、DIN レールに取り付けて使用します。
y USB 通信を行うことができます。
y EJ カウンタで読み取ったリニヤゲージの計測値を PC に出力できます。また、EJ カウンタで実施した公差判定結果もあわせて出力できます。
y 本商品 1 台につき、EJ カウンタを最大 8 台まで連結し、合計で 16 本のリニヤゲージのデータを出力できます。
y PC を通じて、EJ カウンタのパラメーター設定ができます。
y USB 通信を用い、EJ カウンタの設定や、計測値の表示を行える無償アプリケーションソフトウェ
ア「LG QuickSetupTool」を使用できます。

Tips「LG QuickSetupTool」は、弊社のホームページよりダウンロードしてご利用ください。
(https://www.mitutoyo.co.jp)「LG QuickSetupTool」の対応 OS は、Windows 10 です。また、お客様の環境での動作を完全に保証するものではありません。本アプリの利用料は無料ですが、ダウンロード時にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。

12

No. 99MBC142J

1 概要

1.2

システム構成リニヤゲージ（各 EJ カウンタに 2 本ずつ。
最大で 16 本接続可能）

EJ カウンタ（最大で 8 台接続可能）

インタフェースユニットUSB（本商品）無償ダウンロードアプリケーション
LG QuickSetupTool（https://www.mitutoyo.co.jp）

終端ユニット（付属）USB 通信PC
IN/OUT 信号
PLC

重要

終端ユニットは必ず取り付けてください。
終端ユニットを取り付けないと本商品と EJ カウンタの間で正常な通信ができません。

Tips• 本商品は、EJ カウンタに接続して使用します。本商品のみでは使用できません。
• EJ カウンタの詳細は、 別冊の「リニヤゲージ用小形表示ユニット EJ カウンタのユーザーズマニュアル」
を参照してください。
• リニヤゲージは、用途に合わせて選択、購入してください。
• PC は、お客様にてご準備ください。

13

No. 99MBC142J

1 概要

1.3

各部の名称

1.3.1

本体

シリアルラベル

前面（1.3.2 参照）

①

②
③
番号

名称

説明

①

カウンター連結用
コネクター

EJ カウンタと接続します。

②

接地端子

付属のアース線を使用し、接地します。

Tips• 付属のアース線はインタフェースユニットの接地端子と EJ カウン
タの接地端子を接続するのみです。
• 連結したユニット全体の接地は、EJ カウンタの付属されているアースリードを使用します。
詳細は、 別冊の「リニヤゲージ用小形表示ユニット EJ カウン
タのユーザーズマニュアル」を参照してください。

③

DIN レール取り付け部

本商品を DIN レールに取り付けるために使用します。

14

No. 99MBC142J

1 概要

1.3.2

前面

①

②

番号

名称

① ［POWER］表示

説明
電源が供給されると点灯します。
EJ カウンタとの通信にエラーがある場合は点滅します。

②

USB コネクター（Type-C）PC と USB 接続ができます。

15

No. 99MBC142J

1 概要

1.4

標準付属品
品名

個数

DIN レール用固定金具

説明
DIN レールに取り付けた本商品と EJ カウンタを固定するために使用します。
M4 のねじで DIN レールに固定します。

2

Tips
標準付属のねじは、TH35-7.5 への固定用です。
「2.1.3 DIN レール用固定金具の取り付け」（22 ページ）を参照してください。
詳細は、本商品と EJ カウンタ間の通信に必要な終端ユニッ
トです。

終端ユニット

本商品と反対端の EJ カウンタに取り付けます。

重要
1

終端ユニットは必ず取り付けてください。終端ユニットを取り付けないと本商品と EJ カウンタの間で正常な通信ができません。

Tips
詳細は、 「2.1.2 EJ カウンタとの連結」（21 ページ）を参照してください。
本商品の接地端子と EJ カウンタの接地端子を接続するために使用します。

アース線
1

Tips
詳細は、 「2.3.1 アース接続」（24 ページ）を参照してください。

クイックスタートガイド

1

WEEE 説明書

1

保証書

1

99MBC146B

16

No. 99MBC142J

1 概要

1.5

操作の流れ

以下に、基本的な操作の流れを示します。
取り付け「2.1 設置」（20 ページ）

配線と設定

「2.2 外部機器の接続」（23 ページ）

リニヤゲージの接続

別冊の「EJ カウンタのユーザーズ
マニュアル」

準備「2.3 電源の接続」（24 ページ）

電源の接続

通信

通信開始

17

No. 99MBC142J

1 概要

MEMO

18

No. 99MBC142J

1 セットアップ

1

セットアップ
2.1 設置…………………………………………………………………………… 20

2.2 外部機器の接続 ………………………………………………………………… 23
2.3 電源の接続 ……………………………………………………………………… 24

2セットアップ19

No. 99MBC142J

1 セットアップ

1.1

設置

1.1.1

DIN レールへの取り付け／取り外し

本商品は、DIN レールに取り付けて使用します。

重要本商品の DIN レールへの取り付け／取り外しは、USB ケーブルを取り外した状態で行ってください。

Tips
DIN レールはお客様にてご用意ください。
DIN レール適用型名（JIS C 2812、IEC 60715）：TH35-7.5Al、TH35-7.5Fe、TH35-15Fe■ 取り付け本商品背面のツメ（灰色）を DIN レールに押し付けながら、もう一方のツメを DIN レールに掛けて
ください。

2
1
DIN レール■ 取り外し本商品を矢印 1 の方向に押し付けながら、もう一方のツメを DIN レールから外してください。

1
2

20

No. 99MBC142J

1 セットアップ

1.1.2

EJ カウンタとの連結

本商品と EJ カウンタを連結します。
本商品には、EJ カウンタを最大 8 台連結できます。

1 本商品、および連結する EJ カウンタのカウンター連結用コネクターの保護カバーを取り外す
2 本商品が EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凸）側になるように DIN レールに取り付ける
Tips
詳細は、

「2.1.1 DIN レールへの取り付け／取り外し」（20 ページ）を参照してください。

3 EJ カウンタと連結する
DIN レール上で本商品または EJ カウンタをスライドさせて、本商品のカウンター連結用コネクター（凹）と、EJ カウンタのカウンター連結用コネクター（凸）を密着させてください。

注記
EJ カウンタを 9 台以上連結しないでください。故障する可能性があります。

重要

DIN レール上でのスライドはゆっくり行ってください。

4 付属の終端ユニットを EJ カウンタの連結用コネクター（凹）に取り付ける
本商品と反対端の EJ カウンタに終端ユニットを取り付けてください。

重要

終端ユニットは必ず取り付けてください。終端ユニットを取り付けないと本商品と EJ カウンタの間で正常な通信ができません。

終端ユニット21

No. 99MBC142J

1 セットアップ

1.1.3

DIN レール用固定金具の取り付け

付属の DIN レール用固定金具を使用して、DIN レールに取り付けた本商品と EJ カウンタを固定します。

1 固定金具のねじ穴に近い方のツメを DIN レールに掛けて押し込みながら、もう一方のツメを DIN レー
ルに掛ける
ねじ穴

2

DIN レール用固定金具

1

2 DIN レール上をスライドさせて、固定金具を本商品に接する位置に移動させる

DIN レール用固定金具

3 固定金具に付属されているねじを固定金具のねじ穴にねじ込み、ねじの先端が DIN レールに当たって固定金具が動かなくなるまで、しっかり締める
Tips
固定金具に付属しているねじは、TH35-7.5 への固定用です。
TH35-15 用は別途ご準備ください。（M4）4 手順 1 〜手順 3 を繰り返し、終端ユニット側にも固定金具を取り付け固定する

22

No. 99MBC142J

1 セットアップ

1.2

外部機器の接続

本商品と PC を、USB を介して接続します。
本商品前面の USB コネクター（Type-C）と PC の USB 端子を USB ケーブルで接続します。

重要USB ケーブルを接続したままで使用する場合は、USB 端子に負荷が掛からないようにケーブルを固定してご使用ください。

注記
本商品の USB コネクターは Type-C です。
Type-C 以外のコネクター（miniB、microB 等）は接続できませんのでご注意ください。

23

No. 99MBC142J

1 セットアップ

1.3

電源の接続

電源の接続方法について説明します。

重要

起動時の突入電流を考慮して、充分な電源容量を持った電源をご準備ください。

Tips
本商品の電源は、接続した EJ カウンタより供給されます。

1.3.1

アース接続

本商品は EJ カウンタを経由してアース接続します。本商品と EJ カウンタの接続には付属のアース線を使用します。
電源を接続する前にアース（接地）接続を必ず行ってください。接地しない場合、ノイズの影響を受けやすくなります。

1 接地端子のねじを外す

2 アース線の丸穴端子に外したねじを通し、接地端子に仮止めする

24

No. 99MBC142J

1 セットアップ

3 隣の EJ カウンタの接地端子のねじをゆるめて、アース線の Y 端子を引っ掛ける

4 本商品と EJ カウンタの接地端子のねじをしっかり固定する
5 EJ カウンタのアース接続を行う
Tips
EJ カウンタのアース接続の詳細は、 別冊の「リニヤゲージ用小形表示ユニット EJ カウンタのユーザー
ズマニュアル」を参照してください。

1.3.2

電源オン／オフ

本商品に電源スイッチはありません。また、電源は EJ カウンタから供給されます。
本商品の電源をオン／オフする際は、EJ カウンタに供給される電源自体のオン／オフを切り替えるか、
電源ケーブル等を抜き差ししてください。
電源が入ると、EJ カウンタに ID 番号が自動的に割り当てられ、本商品と通信できる状態になります。

Tips
EJ カウンタに割り振られる ID 番号は EJ カウンタの ID 設定によって異なります。
詳細は、 「3.2.1 USB 通信時の ID 番号割り当て」（29 ページ）を参照してください。

25

No. 99MBC142J

1 セットアップ

MEMO

26

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1

USB 通信3.1 USB 仕様 ……………………………………………………………………… 28
3.2 USB 通信フォーマット ……………………………………………………… 29
3.3 USB 通信時のエラー一覧 …………………………………………………… 36
3.4 公差判定結果 …………………………………………………………………… 40

3
USB
通
信

27

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.1

USB 仕様

本商品の USB インタフェースは、USB 2.0 規格に準拠しています（通信速度は Full-speed）。
また、PC の仮想 COM ポートを使用して通信を行います。

Tips• USB の通信内容の詳細は、 「3.2.2 送受信データフォーマット」（30 ページ）、 「3.2.3 コマンド一覧」（32 ページ）を参照してください。
• 本商品からプリンターなどにデータを直接出力することはできません。
• USB 通信は本商品に電源を供給した状態で行ってください。USB 端子からの電源供給はできません。
• USB 通信を用い、EJ カウンタの設定や、計測値の表示を行える無償のアプリケーションソフトウェア「LGQuickSetupTool」を用意しています。
弊社ホームページよりダウンロードしてご利用ください。(https://www.mitutoyo.co.jp)
なお、お客様の環境によっては使用できないことがあります。また、ご利用につきましては、動作を保証
いたしかねます。本アプリの利用料は無料ですが、ダウンロード時にかかるパケット通信料はお客様のご負担となります。

■ 適合コネクター
Type-C コネクター■ 適合ケーブル
Type-C コネクター対応ケーブル

Tips• USB ケーブルは付属していません。市販品をご使用ください。
参考：KU-CA20K（サンワサプライ）• Windows 10 標準のデバイスドライバで動作します。

28

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.2

USB 通信フォーマット

1.2.1

USB 通信時の ID 番号割り当て

USB 通信時には、本商品に近い EJ カウンタから順に ID 番号 01 〜 08 が自動的に割り当てられます。
ただし、前回の電源投入時に EJ カウンタのパラメーター番号 19 で任意の ID 番号（50 〜 99）が指定されている場合は、指定された ID 番号になります。

Tips
パラメーター設定の詳細は、「4 EJ カウンタのパラメーター設定」（41 ページ）を参照してください。

順に ID 番号が割り振られる（図は ID 番号自動割り当て時）

29

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.2.2

送受信データフォーマット

■ 送信データフォーマット（PC から本商品へ）
Tips
送信データは ASCII コードです。

● コマンドコマンドは、3 文字の英数字で構成されています。
例：現在値読み出しの場合は「GCJ」● カウンターの ID 番号およびチャンネル（Ch.）
4 桁の数字で構成されています。
最上位桁は 0 固定とし、次の 2 桁は接続された EJ カウンタの ID 番号、最後の 1 桁はチャンネル（Ch.）
を示します。
例：ID 番号が 02 の EJ カウンタの Ch.1 を指定する場合は「0021」

Tips• EJ カウンタのチャンネル（Ch.）を指定しないコマンドの場合は、最後の 1 桁を「1」にしてください。
• EJ カウンタを指定しないコマンドの場合は、「0011」にしてください。
詳細は、「3.2.3 コマンド一覧」（32 ページ）を参照してください。

• チャンネル（Ch.）の内容は、パラメーター設定で指定します。
パラメーター設定の詳細は、 「4 EJ カウンタのパラメーター設定」（41 ページ）を参照してください。

● 数値（必要なコマンドのみ）
プリセット値や公差値を設定する場合に、符号（＋、−）と 10 桁の数値を使用します。最小桁は10 nm 分解能となります。
例：+10.5 mm を設定する場合は「+0001050000」

Tips• 数値は、10 桁で指定する必要があります。空き部分は、ゼロ「0」で埋めてください。
• EJ カウンタの分解能設定により、分解能設定以下の数値は切り捨てて設定されます。

● デリミタCRLF（「0x0D 0x0A」の 2 Byte）です。

30

No. 99MBC142J

1 USB 通信■ 受信データフォーマット（本商品から PC へ）
Tips
受信データは ASCII コードです。

● コマンドコマンドは、3 文字の英数字で構成されています。
送信したコマンドと同一です（未定義コマンドの場合は除く）。

● カウンターの ID 番号およびチャンネル（Ch.）
4 桁の数字で構成されています。
送信時に指定した ID 番号およびチャンネル（Ch.）と同一です。
ただし、EJ カウンタを指定しないコマンドの場合は、「0000」を受信します。
詳細は、「3.2.3 コマンド一覧」（32 ページ）を参照してください。

● 数値（必要なコマンドのみ）
プリセット値や公差値を出力する場合に、符号（＋、−）と 10 桁の数値を使用します。最小桁は10 nm 分解能となります。EJ カウンタで設定された分解能により、丸め処理が行われます。
例：+10.5 mm を設定する場合は「+0001050000」

Tips• 数値は、10 桁で指定する必要があります。空き部分は、ゼロ「0」で埋めてください。
• EJ カウンタの分解能設定により、分解能設定以下の数値は切り捨てて設定されます。

● デリミタCRLF（「0x0D 0x0A」の 2 Byte）です。

31

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.2.3

コマンド一覧

PC からのコマンドと、それに対応する本商品からの出力および内容を説明します。

■ 閲覧コマンドEJ カウンタの設定値などを確認するためのコマンドです。EJ カウンタの設定や表示などに影響はありません。
コマンド書式 *1

対応する出力 *1*2

内容GCJ,****(CRLF)

GCJ,****,(Err-1),+0123456789,(TJ-2),(DataER-2)(CRLF)

現在値および公差判定の読み出し *3*4

GPR,****(CRLF)

GPR,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

プリセット値の読み出し *4

GS1,****(CRLF)

GS1,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S1 の読み出し *4

GS2,****(CRLF)

GS2,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S2 の読み出し *4

GS3,****(CRLF)

GS3,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S3 の読み出し *4

GS4,****(CRLF)

GS4,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S4 の読み出し *4

GST,****(CRLF)

GST,****,(Err-1),(D-1)(D-2)(D-3) EJ カウンタの表示状態の読み出し *5(D-4),(DataER-2)(CRLF)

GER,****(CRLF)

GER,****,(Err-1),(DataC-8),(DataER-2)(CRLF)

EJ カウンタのエラーフラグ詳細読み
出し *6

GEH,****(CRLF)

GEH,****,(Err-1),(DataC-8),(DataER-2)(CRLF)

EJ カウンタのエラーフラグ詳細の履
歴読み出し *7

GPM,****,(PMNum-2)(CRLF)

GPM,****,(Err-1),(PMNum-2),(PMData-2),(DataER-2)(CRLF)

EJ カウンタのパラメーター設定の読
み出し *8

FNM,0011(CRLF)

FNM,0000,(Err-1),(Data-1)(CRLF)

EJ カウンタの接続台数読み出し *9

FCI,0011(CRLF)

FCI,0000,(Err-1),(Data-16)(CRLF)

EJ カウンタの ID 読み出し *10*1 「****」は EJ カウンタの ID 番号とチャンネル（Ch.）です。
詳細は、 「3.2.2 送受信データフォーマット」（30 ページ）を参照してください。
*2 「Err-1」はインタフェースユニットの通信エラーフラグです。
詳細は、 「3.3 USB 通信時のエラー一覧」（36 ページ）を参照してください。
*3 「TJ-2」は公差判定結果です。
公差判定が有効の場合、L1 〜 L5 の公差判定結果が出力されます。
公差判定が無効な場合（EJ カウンタのエラー発生時含む）、L0 が出力されます。
公差判定結果の詳細は、 「3.4 公差判定結果」（40 ページ）を参照してください。
*4 EJ カウンタのパラメーター番号 03（表示モード選択）の設定に沿ったデータが出力されます。
出力される数値データの詳細は、 「■ 受信データフォーマット（本商品から PC へ）」（31 ページ）を参照してください。

32

No. 99MBC142J

1 USB 通信*5 「D-1」は表示状態を表します。「00」はスタンバイ、「01」は計数表示、「02」はパラメータープリセッ
トまたは公差値設定中。
「D-2」はピークモードを表します。「00」は現在値、「01」は MAX（最大値）、「02」は MIN（最小値）、「03」は TIR（MAX-MIN 値）。
「D-3」は HOLD 状態を表します。「00」は HOLD なし、「00」以外は HOLD 状態。
「D-4」は「00」固定。
*6 詳細は、 「3.3.2 EJ カウンタのエラーフラグ」（37 ページ）を参照してください。
*7 EJ カウンタのエラー履歴は最大 4 件まで保存され、古いエラー履歴から読み出されます。なお、
PC 側でデータが受け取れなかった場合でも EJ カウンタのエラー履歴は消去されます。
詳細は、 「3.3.2 EJ カウンタのエラーフラグ」（37 ページ）を参照してください。
*8 コマンドの「PMNum-2」にパラメーター番号を指定します。対応する出力の「PMData-2」に指定したパラメーター番号の設定値が出力されます。パラメーターの詳細は、 「4 EJ カウンタのパラメーター設定」（41 ページ）を参照してください。
*9 「Data-1」は接続台数（1 〜 8）です。
*10「Data-16」は接続された EJ カウンタの ID 番号が出力されます。EJ カウンタが接続されていない
場合は「FF」が出力されます。
例えば、ID 番号 1 〜 8 の 8 台接続されている場合は「0102030405060708」、ID 番号 1、2、51の 3 台接続されている場合は「010251FFFFFFFFFF」になります。

33

No. 99MBC142J

1 USB 通信■ 設定／操作コマンド
EJ カウンタの設定値などを変更／操作するためのコマンドです。
コマンド書式 *1

対応する出力 *1*2

内容

SPR,****,+0123456789(CRLF)

SPR,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

プリセット値の書き込み *3

SS1,****,+0123456789(CRLF)

SS1,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S1 の書き込み *3*4

SS2,****,+0123456789(CRLF)

SS2,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S2 の書き込み *3*4

SS3,****,+0123456789(CRLF)

SS3,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S3 の書き込み *3*4

SS4,****,+0123456789(CRLF)

SS4,****,(Err-1),+0123456789,(DataER-2)(CRLF)

公差値 S4 の書き込み *3*4

SSU,****(CRLF)

SSU,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) 起動時スタンバイ状態（「--------」
表示）の解除SPK,****,(D-2)(CRLF)

SPK,****,(Err-1),(DataC-8),

ピークモードの切り替え *5(DataER-2)(CRLF)
SEC,****(CRLF)

SEC,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) EJ カウンタのエラー履歴をクリアー

PST,****(CRLF)

PST,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) プリセット実行（SPR コマンドで設定したプリセット値を設定する）

PZS,****(CRLF)

PZS,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) 現在値のゼロセット

PCL,****(CRLF)

PCL,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) プリセット値のクリアー

PKC,****(CRLF)

PKC,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) ピークデータ（MAX、MIN データ）のクリアー

PEC,****(CRLF)

PEC,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) エラー状態のクリアー *6

PSH,****(CRLF)

PSH,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) 現在値のホールド *7

PCH,****(CRLF)

PCH,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) 現在値のホールド解除 *8

PDA,****(CRLF)

PDA,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) EJ カウンタの ID の表示（EJ カウンタ上に ID 番号が一定時間表示される）

PDB,****(CRLF)

PDB,****,(Err-1),(DataER-2)(CRLF) EJ カウンタの表示軸の指定（EJ カウンタ上の現在値の表示軸を切り替える）

PPM,****,(PMNum-2),(PMData-2)(CRLF)

PPM,****,(Err-1),(PMNum-2),(PMData-2),(DataER-2)(CRLF)

パラメーター設定の書き込み *9

RST,0011,SRST (CRLF)

RST,0000,(Err-1)(CRLF)

システムリセット *10*1 「****」は EJ カウンタの ID 番号とチャンネル（Ch.）です。
詳細は、 「3.2.2 送受信データフォーマット」（30 ページ）を参照してください。
*2 「 Err-1」はインタフェースユニットの通信エラーフラグです。
詳細は、 「3.3 USB 通信時のエラー一覧」（36 ページ）を参照してください。
*3

小数点を付けずに符号（＋、−）と 10 桁の数値で指定してください。
指定する数値データの詳細は、 「■ 送信データフォーマット（PC から本商品へ）」（30 ページ）を参照してください。

34

No. 99MBC142J

1 USB 通信*43 段公差の場合は、公差値 S1 と S4 を設定します。（S2 と S3 の設定や読み出しはできません。
S2 と S3 の設定や読み出しをしようとすると、
エラーフラグ（DataER-2 bit 0）
がセットされ、エラー
時の出力「+2147483647」が送信されます。）
5 段公差の場合は、公差値 S1 〜 S4 を設定します。
各公差値は、大小関係が S1 → S4 または S4 → S1 の順番になるように正しく設定してください。

*5 「D-2」はピークモードを指定してください。
現在値は「00」、MAX（最大値）は「01」、MIN（最小値）は「02」、TIR（MAX-MIN 値）は「03」。
ピークモードが正常に切り替わると、「DataC-8」に「00000000」が出力されます。
*6

あらかじめエラー原因を取り除いてから、エラー状態のクリアーを実行してください。

*7

ホールド信号は、連結されている EJ カウンタ間で共有され、接続されている EJ カウンタすべての現在値がホールド状態になります。
PCH コマンドでホールドを解除する際には、ホールド設定した EJ カウンタに対して解除が必要となります。インタフェースユニットに隣接して接続されている EJ カウンタの ID 番号に対してホールドを設定してください。

*8

ホールド信号は、連結されている EJ カウンタ間で共有され、接続されている EJ カウンタすべての現在値がホールド解除になります。
PSH コマンドでホールド設定した EJ カウンタに対して解除を実行してください。

*9 「PMNum-2」にはパラメーター番号を、「PMData-2」には設定値を指定します。パラメーターの詳細は、 「4 EJ カウンタのパラメーター設定」（41 ページ）を参照してください。
*10 本商品および連結している EJ カウンタのソフトウェアリセットを実行します。測定中は本コマンドを実行しないでください。

35

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.3

USB 通信時のエラー一覧

1.3.1

インタフェースユニットの通信エラーフラグ

本商品で通信エラーを検出すると、通信エラーフラグ（Err-1）として出力します。

■ 通信エラーフラグ（Err-1）
Err-1

内容

5

コマンドが実行できない状態です。
EJ カウンタがスタンバイ状態やエラー状態になっています。

4

定義されていないコマンドです。
未定義コマンドまたはフォーマット（カンマなし）異常のコマンドを送信しています。

3

コマンドデータ長が不正です。
コマンドに必要なデータがない、または不要なデータを送信しています。

2

コマンドデータ内容が不正です。
コマンドの ID 番号と Ch. 指定に誤り（数値以外の文字）があります。

1

EJ カウンタとインタフェースユニット間の通信異常です。
コマンドの ID 番号指定が、接続されていない ID 番号になっています。

0

エラーなし

コマンド異常（未定義のコマンド）の場合は下記のフォーマットで応答します。
CER,****,(Err-1)(CRLF)
たとえば、未定義コマンド「GGG」を送信した場合は下記のようになります。
送信コマンド：GGG,0000(CRLF)
出力データ：CER,0000,4(CRLF)

36

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.3.2

EJ カウンタのエラーフラグ

EJ カウンタのエラーを検出すると、エラーフラグとして出力します。

■ エラーフラグ（DataER-2）
エラーフラグ（DataER-2）は、16 進数表記のデータです。「1」がセットされた bit が、アラームまたはエラー状態の箇所です。
Data
ER-2
bit 0

bit 1

判定

内容

0： 正常
1： アラーム
または
エラー
状態

EJ カウンタとインタフェースユニット間の通信異常。
コマンドが正常に実行できたか不明です。コマンドを確認して再度実行してください。
EJ カウンタが Busy 状態。
EJ カウンタがキー操作設定中です。コマンドは実行されません。EJ カウンタ
を計数状態にして実行してください。

bit 2

要求された Ch. の原点が未検出。
コマンドは実行されません。ゲージの原点検出を行うか、原点検出を無効にしてから再度実行してください。

bit 3

要求された Ch. または両 Ch. に関係するアラームが発生。
コマンドは実行されません。EJ カウンタが Busy 状態（DataER-2 bit1）、原点未検出（DataER-2 bit2）、計数スタンバイ状態のときにセットされます。

bit 4

要求された Ch. または両 Ch. に関係するハードウェアエラーが発生。

bit 5

どちらかの Ch. にアラームまたはハードウェアエラーが発生。
要求していない Ch. にアラームまたはハードウェアエラーが発生した場合でもセットされます。要求された Ch. に異常がない場合、コマンドは実行されます。

bit 6

０固定

bit 7

０固定

37

No. 99MBC142J

1 USB 通信■ エラーフラグ詳細（DataC-8）
エラーフラグ詳細 (DataC-8) は、16 進数表記のデータです。「1」がセットされた bit が、アラームまたはエラー状態の箇所です。
Data
C-8
bit 0
bit 1
bit 2

判定

内容

0： 正常
アラーム
1： アラーム
または
エラー
状態

EJ カウンタ Busy 状態（EJ カウンタがキー操作設定中）。
計数状態にしてください。
A 軸の原点未検出。
A 軸の原点を通過させてください。
B 軸の原点未検出。
B 軸の原点を通過させてください。

bit 3

計数スタンバイ状態。
計数スタンバイを解除し、計数状態にしてください。

bit 4
〜7

０固定

bit 8

ハード
ウェア
エラー

A 軸のピーク検出エラー（ピークモード時のみ）。
継続的に本エラーが発生する場合は、測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直してください。

bit 9

B 軸のピーク検出エラー（ピークモード時のみ）。
継続的に本エラーが発生する場合は、測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直してください。

bit 10Ch.1 の計数値オーバーフロー。
プリセット値を見直してください。

bit 11

Ch.2 の計数値オーバーフロー。
プリセット値を見直してください。

bit 12

A 軸のオーバースピードエラー。
測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直してください。

bit 13B 軸のオーバースピードエラー。
測定条件（スピンドルの移動速度など）を見直してください。

bit 14

A 軸のゲージヘッドなしまたは断線検出エラー。
ゲージヘッドの接続状態を確認してください。

bit 15B 軸のゲージヘッドなしまたは断線検出エラー。
ゲージヘッドの接続状態を確認してください。

bit 16

内部メモリ異常。
エラー解除の操作で復帰しない場合、内部故障の可能性があります。

bit 17電源電圧異常。
既定の電圧を供給してからエラー解除の操作をしてください。

bit 18A 軸のカウンター IC リセットエラー。
稼働中にリニヤゲージの着脱を行ったことなどにより発生します。

bit 19B 軸のカウンター IC リセットエラー。
稼働中にリニヤゲージの着脱を行ったことなどにより発生します。

bit 20

A 軸のカウンター IC オーバーフロー。
ノイズ等の影響が考えられます。

bit 21

B 軸のカウンター IC オーバーフロー。
ノイズ等の影響が考えられます。

38

No. 99MBC142J

1 USB 通信
Data
C-8

判定

内容

bit 22 0： 正常
ハード
1： アラーム ウェア
または
エラー
エラー
状態

A 軸の原点信号なし。
原点付きのリニヤゲージを使用している場合は、原点信号が断線していないか確認してください。
原点なしのリニヤゲージを使用している場合は、パラメーター設定
05 を 0 に設定してください。

bit 23B 軸の原点信号なし。
原点付きのリニヤゲージを使用している場合は、原点信号が断線していないか確認してください。
原点なしのリニヤゲージを使用している場合は、パラメーター設定
05 を 0 に設定してください。

bit 24

内部メモリのアクセスエラー。
エラー解除の操作で復帰しない場合、内部故障の可能性があります。

bit 25

EJ カウンタ接続台数異常 （EJ カウンタを 9 台以上接続）。
EJ カウンタの接続台数を 8 台以下にして電源を投入してください。

bit 26〜 31

０固定■ EJ カウンタのエラー履歴機能
エラーフラグ詳細で、ハードウェアエラーが発生すると、エラー履歴が EJ カウンタ内に保存されます。
アラーム発生時には保存されません。
EJ カウンタのエラー履歴は 4 件まで保存され、古いエラー履歴から読み出されます。
4 件保存された状態で新しいハードウェアエラーが発生すると、最も古いエラー履歴が消去されます。
EJ カウンタにエラー履歴が保存されていない時にエラー履歴の読み出しを実行すると、0（0x00000000）が読み出されます。

39

No. 99MBC142J

1 USB 通信

1.4

公差判定結果■ 公差判定出力● 3 段公差の場合

S4
S1
計数データ

Max. 10 ms
L1

公差判定出力
（L1 〜 L5）

Max. 10 ms

L3

L5※ 3 段公差時は、L2 と L4 は出力されません。

● 5 段公差の場合

S4
S3
S2
S1
計数データ

Max.
10 ms

L1

Max.
10 ms

L2

Max. 10 ms
L3

Max. 10 ms

L4

L5

公差判定出力
（L1 〜 L5）

40

No. 99MBC142J

1 EJ カウンタのパラメーター設定

1

EJ カウンタのパラメーター設定
番号

01

設定内容

キー
プロテクト

軸別
設定

−

設定値：動作初期値

00：プロテクトなし
01：プロテクトあり

説明
誤操作防止のため、パラメーター設定以外のキー操作を無効化できま
す。

00

Tips
外部入力による操作は無効にでき
ません。

原点初期化
02

（原点
クリアー）

−

00：初期化しない

Ch. 2

Ch.1 と Ch.2 に表示する値を選択し
ます。

00

A軸
計数

B軸
計数

Tips

01

和
B軸
（A+B） 計数

02差B軸
（A-B） 計数

03

A軸
計数

和
（A+B）

04

A軸
計数

差
（A-B）

03

−

05

A軸
速度

B軸
速度

06

A軸
計数

A軸
速度

07

B軸
計数

B軸
速度

• A 軸または B 軸どちらか一方だけを使用する場合は、06 または
07 に設定してください。
• 設定変更の前後で表示する内容が同じ場合は公差値／プリセッ
ト値／プリセット状態の設定が引き継がれます。

00• 速度表示設定を行う場合、パラメーター番号 17 で、速度のサン
プリング時間を指定してください。
• 速度の表示単位は mm/s です。速度のサンプリング時間によって、下位の桁表示が固定となることがあります。
• 速度表示において、ピークモードが最小値（MIN）のときは、逆方向の最大速度を示します。
• 速度表示は簡易表示なので、フィードバック制御には適して
いません。

41

4
EJ

Ch. 1

設定
値

表示モード
選択

00

01：初期化する

原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、電源を再投入せずに原点を初期化できます。

No. 99MBC142J

カ
ウ
ン
タ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
設
定

1 EJ カウンタのパラメーター設定

番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作

初期値

接続するリニヤゲージの分解能に合わせ最小表示量を設定します。
A 軸、B 軸で個別に設定します。

00：0.005 mm（5 μm）
04

05

06

07

リニヤゲージ○の分解能（最小表示量）原点検出機能 −計数方向○

原点検出方向 ○01：0.001 mm（1 μm）
02：0.0005 mm（0.5 μm）

01

01：有効

00：＋方向01：−方向00：＋方向01：−方向

Tips
接続するリニヤゲージの分解能と設定が一致しない場合は、表示値が定数倍になり、正しい値を表示しません。

03：0.0001 mm（0.1 μm）

00：無効

説明

00

原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、原点機能の有効／無効を選択します。

00

リニヤゲージのスピンドル動作方向と数値の増減の関係を設定します。
00 に設定した場合、上死点方向にスピンドルが動くと数値が増加します。
01 に設定した場合、下死点方向にスピンドルが動くと数値が増加します。
A 軸、B 軸で個別に設定します。

00

原点マーク付きリニヤゲージ接続時に、原点検出時のリニヤゲージのス
ピンドル方向を選択できます。
A 軸、B 軸で個別に設定します。
公差判定機能を使用するかしないかを選択します。
また、公差判定機能を使用する場合、公差判定段数を選択します。

Tips

08

公差判定
設定

00：3 段公差判定−

01：5 段公差判定

00

02：公差判定なし

42

設定変更後も公差値 S1 〜 S4 はクリアーされず、保持されます。ただし、以下の場合に矛盾が生じるときは調整されます。
「3 段公差」または「公差なし」→「5段公差」に変更した場合：
S2 ＜ S1 または S4 ＜ S2 になるときは、S2 に S1 と同じ値を代入します。
S3 ＜ S1 または S4 ＜ S3 になるときは、S3 に S4 と同じ値を代入します。

No. 99MBC142J

1 EJ カウンタのパラメーター設定

番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作初期値

説明
起動時に、計数スタンバイ状態または計数表示のどちらを表示するか選
択します。

09

起動時の表示 −00：計数スタンバイ
01：計数表示00

Tips
計数スタンバイ状態の表示画面の詳細は、 別冊の「リニヤゲージ
用小形表示ユニット EJ カウンタのユーザーズマニュアル」を参照してください。
外部出力の ERR/ALLGO 信号をどちらの機能として使用するか選択し
ます。

10

11

ERR/ALLGO
選択（I/O 入出力設
定）

−

チャンネル
連動選択
−
（I/O 入出力設
定）00：ERR として使用
01：ALLGO として使用

00

Tips
複数台の EJ カウンタを連結している場合は設定値をそろえる必要があります。設定値が揃っていない
EJ カウンタがある場合は正しく出力されません。
外部入力の 1/2 SEL 信号と EJ カウ
ンタの表示チャンネルを連動させる
か選択します。

00：連動しない

00

01：連動する

Tips
連動させる場合も、EJ カウンタの［SEL/CE］キーは有効です。

43

No. 99MBC142J

1 EJ カウンタのパラメーター設定

番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作初期値

説明有効にすると HOLD 信号（I/O 入力）の立ち上がりで原点再検出待ちになります。原点再検出待ち時に再度HOLD 信号の立ち上がりを検出すると、原点再検出を解除します。

12

原点再検出
（I/O 入出力設 −
定）

00：無効

Tips

01：1/2 SEL で選択したチャンネルが依存する軸のみ有効00

指定したチャンネルに関係する軸のすべてが対象になります。ただし、速度を表示するチャンネルのみの軸は対象外です。

02：Ch. 1 が依存する軸と Ch. 2 が依存する軸例：• 和（A+B）や差（A-B）を表示するチャンネルが選択されたら、A軸、B 軸ともに対象となります。
• B 軸座標を表示するチャンネルが選択されたら、B 軸が対象となり
ます。

13

14

15

I/O 入力によるプリセット −（I/O 入出力設
定）
CLEAR 信号の対象 Ch−（I/O 入出力設
定）

ピーク値プリ −セット

00：1/2 SEL で選択されたチャンネルのみ実行
00
01：両方のチャンネルに対して実行
00：1/2 SEL で選択されたチャンネルのみ実行
00
01：両方のチャンネルに
対して実行

00：無効

00

01：有効

外部入力によるプリセット処理を片方のチャンネルのみに行うか両方のチャンネルに行うかを選択します。

CLEAR 信号によるピーククリアーとエラークリアーを、指定されたチャンネルのみに行うか両方のチャ
ンネルに行うかを選択します。
ピークモードを最大値表示または最小値表示にしているとき、ピーク値を基準にプリセットするかどうか設
定します。

Tips
振れ幅表示時はピーク値プリセッ
トはできません。

00：なし（5 ms 間隔更新）
16

スムージング −01：16 回の平均表示（80 ms 間隔更新）
02：32 回の平均表示（160 ms 間隔更新）

4400

計数値を平均化して表示し、最小桁のちらつきを軽減します。

No. 99MBC142J

1 EJ カウンタのパラメーター設定

番号

17

18

設定内容

軸別
設定

速度サンプリ −ング時間

最小桁非表示 −設定値：動作

初期値

00：10 ms
01：50 ms00

速度算出のサンプリング時間を選択
します。

00

最小桁を非表示にします。ただし、オプションのインタフェースユニッ
トへのデータ出力は最小桁まで行います。

02：100 ms
00：全桁表示01：最小桁非表示

説明

オプションのインタフェースユニッ
ト接続時に必要な ID 番号設定です。
50 〜 99 の任意の数値に設定すると、次回の電源投入時に設定した ID 番
号が割り当てられます。

Tips

19

任意 ID 指定−00 〜 49：自動 ID 割り当て50 〜 99：任意 ID 割り当て（ID 指定）• ID 設定を行った場合、必ず電源の再投入または通信によるシス
テムリセットを実施してください。
01• 00 〜 49 に設定した場合、電源再投入またはシステムリセット
後に自動的に ID が 01 〜 08 に割り当て直されます。
• 複数台の EJ カウンタを連結しているときに同じ任意 ID 番号を重複して割り当てた場合は、電源再投入またはシステムリセット
後に［EJ-CONNECT］が点滅し、インタフェースユニットは正常動作できません。EJ カウンタ本
体で ID 設定の見直しが必要にな
ります。

45

No. 99MBC142J

1 EJ カウンタのパラメーター設定

番号

設定内容

軸別
設定

設定値：動作

初期値

00：常時表示点灯
20

21

省電力機能

−

パラメーター −初期化

01 〜 99：一定時間経過
後に表示消灯 00（消灯までの時間（分）を指定）00：初期化しない

00

01：初期化する

46

説明
表示を消灯させることで消費電力を抑えられます。
表示を消灯させるには、最後にキー操作をしてから消灯するまでの時間を指定します（01 分〜 99 分）。
消灯した表示を点灯させるには、いずれかのキーを押してください。

Tips
表示が消灯しても、各軸の計数、I/O 入出力、オプションのインタ
フェースユニットとのデータ通信は行われます。
01 に設定すると、パラメーター番
号 19（任意 ID 指定）以外のパラメー
ターが初期値に戻ります。公差値やプリセット値もクリアーされます。

No. 99MBC142J

1 トラブルシューティング

1

トラブルシューティング

動作がおかしい場合、以下のトラブルの原因と対処方法を参照してください。
症状

原因

対処
電源は EJ カウンタから供給されます。EJ
カウンタと接続してください。

EJ カウンタと接続していない

EJ カウンタに電源を供給していな 電源は EJ カウンタから供給されます。EJ
い
カウンタの電源を投入してください。
EJ カウンタのコネクタープラグに電源を正しく接続してください。
電源が入らない

EJ カウンタのコネクタープラグへの電源接続が間違っている

Tips

DC 10 V 〜 27 V、30 W でノイズの乗っていない電源を接続してください。

電源容量が足りない

本商品は、USB のバスパワーで電源を供給
USB から電源を投入しようとして する仕様ではありません。
いる
電源は、EJ カウンタから供給されます。
EJ カウンタへ電源を投入してください。
カウンター、またはインタフェー
スユニットの連結用コネクターが故障している47

故障しているカウンター、またはインタ
フェースユニットを正常なものに交換してください。

No. 99MBC142J

5
トラブルシューティング

詳細は、 別冊の「リニヤゲージ用小形表
示ユニット EJ カウンタのユーザーズマニュアル」を参照してください。

1 トラブルシューティング
症状

原因

対処
終端ユニットが接続されていないと、正し
く通信できません。
終端ユニットを接続してください。

終端ユニットが接続されていない

Tips
詳細は、 「2.1.2 EJ カウンタとの連結」（21 ページ）を参照してください。

インタフェースユニットは、電源投入時にEJ カウンタが電源投入状態で、イ EJ カウンタを認識します。
［POWER］表示がンタフェースユニットを接続した 一度電源を切って、再度電源を投入してく
点滅する
ださい。
EJ カウンタが 9 台以上接続されて 一度電源を切って、EJ カウンタを 8 台以いる
下にして再度電源を投入してください。
EJ カウンタの ID 設定が重複しないように
任意 ID 設定を行った場合に、EJ
キー操作でパラメーター設定を行ってくだ
カウンタの ID 設定が重複している
さい。
カウンター、またはインタフェー
スユニットの連結用コネクターが故障している

故障しているカウンター、またはインタ
フェースユニットを正常なものに交換してください。
DIN レール用固定金具を使って、本商品やEJ カウンタが容易に動かないように固定してください。

ユニット間接続が外れた

DIN レール用固定金具が設置され
ていない

Tips
詳細は、 「2.1.3 DIN レール用固定金具の取り付け」（22 ページ）を参照してください。

本商品は、Type-C のコネクターを使用しています。
Type-C に対応したケーブルを使用してくUSB コネクターが USB コネクターのタイプが間違っ ださい。
接続できないている

お客様の機器の通信規格が間違っている

本商品の USB 通信規格は、USB 2.0 Full
Speed に対応し、Windows 10 の標準デバ
イスドライバで動作します。
お客様の機器を見直して通信できる環境にしてください。

お客様の機器のポート設定が間違っている

本商品の USB 通信では、仮想 COM ポートを使用しています。
お客様の機器の割り当てポート設定と、通信に使用しているアプリケーションの設定が合うように、見直してください。

USB 通信ができな
い48

No. 99MBC142J

1 トラブルシューティング
症状

原因

対処
EJ カウンタのエラーを解除してください。

現在値データを呼び出せないEJ カウンタがエラーを発生し、カウントしていない

Tips
詳細は、 別冊の「リニヤゲージ用小形表
示ユニット EJ カウンタのユーザーズマニュアル」を参照してください。

Tips
出力エラーへの対応方法の詳細は、「3.3 USB 通信時のエラー一覧」（36 ページ）を参照してください。

49

No. 99MBC142J

1 トラブルシューティング

MEMO

50

No. 99MBC142J

1 仕様

1

仕様
6.1 基本仕様 ………………………………………………………………………… 52
6.2 通信仕様 ………………………………………………………………………… 52
6.3 外観寸法図 ……………………………………………………………………… 53

仕様

6

51

No. 99MBC142J

1 仕様

1.1

基本仕様

パーツ No.

21HZA149

商品名

インタフェースユニット USB

対応インタフェース

USB 2.0 Full Speed

ユーザーインタフェース

POWER（緑）機能

現在値の読み出し、現在値のホールド（ソフトウェアホールド）、EJ カ
ウンタのパラメーター設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット／ゼロセットのクリアー、ピーククリアー、エラークリアー
入力電圧

電源定格

10 V 〜 27 V DC（EJ カウンタから供給）
USB からの電源の供給はできません。

最大消費 単体：3 W 以下
電力
最大連結時：30 W 以下（EJ カウンタ 8 台およびリニヤゲージ 16 本含む）

使用温度（湿度）範囲

0 °C 〜 50 °C（20 %RH 〜 80 %RH、結露しないこと）

保存温度（湿度）範囲-10 °C 〜 60 °C（20 %RH 〜 80 %RH、結露しないこと）
EMC 指令／電磁両立性規制：EN IEC 61326-1
Immunity test requirement: Clause 6.2 Table 2

CE マーキング／
UKCA マーキング

Emission limit: Class A
RoHS 指令／電気電子機器における特定有害物質の制限規制：
EN IEC 63000

1.2

通信仕様
項目

USB 2.0

*1

仕様
*1

通信速度

Full Speed（12 Mbps）

使用ポート

仮想 COM ポート

コネクター
タイプ

Type-C

通信時間は、現在値の取得時は 5 〜 10 ms（参考値）、EJ カウンタへのパラメーター設定時は20 〜 30 ms（参考値）です。
パソコンの動作環境、使用条件によって変動します。

52

No. 99MBC142J

1 仕様

1.3

外観寸法図

■ 本体寸法図
単位：mm

56.2

59.25

(97.6)

31.7

2.5

69.7

0.2
2.6

95

■ DIN レール、および、コネクターの取付寸法図

7.5

63.7
(56.2)

単位：mm

DIN レール（トップハット 35 mm）

35
69.7
95

53

No. 99MBC142J

1 仕様■ 最大連結寸法図
単位：mmEJ カウンタ（別売り）
終端ユニット（付属）本商品

DIN レール用
固定金具（付属）DIN レール用
固定金具（付属）20.9( 連結ピッチ )10.2
20167(=20.9x8-0.2)

31.9（209.1）20(249.1)54

No. 99MBC142J

1 仕様

55

No. 99MBC142J

営業・サービスの窓口
2023 年 3 月現在
仙台営業所
郡山営業所
宇都宮営業所
水戸営業所
新潟営業所

伊勢崎営業所
さいたま営業所
川崎営業所
東京営業所
厚木営業所

仙台市若林区卸町東 1-7-30〒 984-0002

電話：(022) 231-6881

ファクス：(022) 231-6884

仙台市若林区卸町東 1-7-30（※）

〒 984-0002

電話：(024) 931-4331

ファクス：(022) 231-6884

宇都宮市平松本町 796-1〒 321-0932

電話：(028) 660-6240

ファクス：(028) 660-6248

水戸市元吉田町 260-3〒 310-0836

電話：(029) 303-5371

ファクス：(029) 303-5372

新潟市中央区新和 1-6-10
リファーレ新和 1 階 B 号室

〒 950-0972

電話：(025) 281-4360

ファクス：(025) 281-4367

伊勢崎市宮子町 3463-13〒 372-0801

電話：(0270) 21-5471

ファクス：(0270) 21-5613

さいたま市北区宮原町 3-429-1〒 331-0812

電話：(048) 667-1431

ファクス：(048) 667-1434

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-1611

ファクス：(044) 813-1610

川崎市高津区坂戸 1-20-1（※）

〒 213-8533

電話：(03) 3452-0481

ファクス：(044) 813-1610

厚木市中町 2-6-10 東武太朋ビル 2F〒 243-0018

電話：(046) 259-6400

ファクス：(046) 259-6404

富士駐在所

電話：(0545) 55-1677

諏訪営業所

諏訪市中洲 582-2〒 392-0015

電話：(0266) 53-6414

ファクス：(0266) 58-1830

上田駐在所

電話：(0268) 26-4531

浜松営業所

浜松市東区和田町 587-1〒 435-0016

電話：(053) 464-1451

ファクス：(053) 464-1683

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

安城市住吉町 5-19-5〒 446-0072

電話：(0566) 98-7070

ファクス：(0566) 98-6761

名古屋市昭和区鶴舞 4-14-26〒 466-0064

電話：(052) 741-0382

ファクス：(052) 733-0921

金沢市桜田町 1-26

〒 920-0057

安城営業所
中部オートモーティブ営業所
名古屋営業所
金沢営業所
大阪営業所
神戸営業所

ドマーニ桜田電話：(076) 222-1160

ファクス：(076) 222-1161

大阪市住之江区南港北 1-4-34〒 559-0034

電話：(06) 6613-8801

ファクス：(06) 6613-8817

神戸市西区丸塚 1-25-15〒 651-2143

電話：(078) 924-4560

ファクス：(078) 924-4562※営業所の業務につきましては記載の住所にて行っております。

App-1

草津市大路 2-13-27

京滋営業所
岡山営業所
広島営業所
福岡営業所
センシング営業課
地震機器課

辻第 3 ビル 1F 〒 525-0032

電話：(077) 569-4171

ファクス：(077) 569-4172

岡山市北区田中 134-107〒 700-0951

電話：(086) 242-5625

ファクス：(086) 242-5653

東広島市八本松東 2-15-20〒 739-0142

電話：(082) 427-1161

ファクス：(082) 427-1163

福岡市博多区博多駅南 4-16-37〒 812-0016

電話：(092) 411-2911

ファクス：(092) 473-1470

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 813-8236

ファクス：(044) 822-8140

川崎市高津区坂戸 1-20-1〒 213-8533

電話：(044) 455-5021

ファクス：(044) 822-8140

 商品の故障および操作方法に関してのご相談・お問い合わせカスタマーサポートセンタ

電話：(0570) 073214

ファクス：(044) 813-1691

y 受付時間：弊社営業日 8:30 〜 12:00 13:00 〜 17:15（16:45*） * 月末最終営業日
y お願い： 測定機器商品（形状測定機、硬さ試験機、座標計測機器、画像測定機、光学機器ほか）に関するお問い合わせの場合は、該当商品のコード番号、シリアル番号をお手元にご用意ください。

App-2

No. 99MBC142J

改訂履歴
発行年月日

版数

改訂内容

2020 年 10 月 1 日

初版

発行

2021 年 12 月 1 日

改訂 1 版

表記・表現の変更
UKCA（UK Conformity Assessed）マー
キングの適用による追加および変更

2024 年 1 月 1 日

改訂 2 版

欧州整合規格変更に伴う対応ほか

No. 99MBC142J

株式会社 ミツトヨ
神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1 〒 213-8533
ホームページ : https://www.mitutoyo.co.jp

Printed in Japan
No. 99MBC142J