株式会社エヌジェイアイ

品名型番（RSA－2019）

取扱説明書（施設様用）

この度は、離床センサーAISH（アイッシュ）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
○この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管して下さい。
○ご不明な点がありましたら、お買上げいただいた購入元（代理店）
までお問合せ下さい。

もくじ
はじめに・安全上のご注意 ……………………………… 3
ご使用になる前に ………………………………………… 4
各部の名称 …………………………………………………………… 5

ご使用の流れ ……………………………………………… 6
Wi−Fiの通信環境を確認 ………………………………… 8
個人登録 ……………………………………………………………… 9

本体の準備をします …………………………………… 10
接続方法 …………………………………………………………… 11

PCと通信ユニットのWi−Fi接続 ……………………… 12
通信ユニットの接続 ………………………………………………… 13

専用ソフトのインストール …………………………… 17
専用ソフトで情報を確認 ……………………………… 19
センサーを設置します ………………………………… 22
設置イメージ ………………………………………………………… 23

故障かなと思ったら …………………………………… 242

はじめに弊社の製品をお買上げいただきありがとうございます。本製品は離床センサーで、身体的な拘束なしにご利用者様の離床を遠隔で見守ることができます。
また、ご利用者様の体調について注意を促すことができます。
この製品を正しく安全にご利用いただくために、この取扱説明書をよく読んで下さい。

安全上のご注意禁止マーク

安全にご使用いただくために必ずお守り下さい。
※補償対象になりません。

警告
分解や改造は絶対にしないで下さい。
●破損・発熱・発火など事故の原因になります。

通信ユニットやACアダプタは専用の物以外は使用しないで下さい。
●電流や電圧の異常などにより発熱・発火等火災や事故の原因になります。

センサー及びケーブル類を傷つけないで下さい。
●断線や絶縁不良による故障の原因になります。ケーブルのコネクタの部分を持って抜いて下さい。

センサーを強く折り曲げないで下さい。
●事故の原因になります。

センサーは35℃以上のものと接触させないで下さい。
●ご使用可能な温度範囲は10〜35℃です。

湿気の多い場所やセンサーを水に浸けたりしないで下さい。
●感電や故障の原因になります。

3

ご使用になる前にご使用になる前にセット内容が揃っているか確認して下さい。

③通信ユニット①センサー本体＋②カバー（重ねて入れてあります）④接続ケーブル⑤専用ACアダプタ

株式会社

エヌジェイアイ

品名型番（RSA－2019）

取扱説明書（施設様用）

この度は、離床センサーAISH（アイッシュ）をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いいただきますようお願いいたします。
○この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管して下さい。
○ご不明な点がありましたら、お買上げいただいた購入元（代理店）
までお問合せ下さい。

⑥ブルーマジック
テープ⑦ブラックマジックテープ⑧取扱説明書保証書

セット内容① センサー本体 …………………………………………… 1台② カバー …………………………………………………… 1枚③ 通信ユニット …………………………………………… 1台④ 接続ケーブル …………………………………………… 1本⑤ 専用ACアダプタ ………………………………………… 1台⑥ ブルーマジックテープ（通信ユニット固定用）………… 1組⑦ ブラックマジックテープ（センサー本体用）…………… 1組⑧ 取扱説明書・保証書 ……………………………………… 1枚

4ご使用になる前に各部の名称
センサーラベル拡大図

1 センサー本体

センサーラベル

センサー番号

センサー本体基板側面図

頭側

2 カバー
表面

足側

※マットレスの種類によりセンサーの感度が下がる事があります。
その際はカバーをご使用下さい。
※カバーは本体足側より装着して下さい。

3 通信ユニット
通信ユニット側面図

4 接続ケーブル

センサー本体

5 専用ACアダプタ
接続ケーブル

専用ACアダプタ

通信ユニット5

ご使用の流れ

ご使用の流れ※1〜3は事前にご準備願います。

1.Wi−Fiの通信環境を確認して下さい。
お使いのWi−Fi環境が利用可能か確認して下さい。Wi−Fiが通信可能か等通信環境確認については施工業者もしくは電気工事業者にご相談下さい。

2.センサー専用の「IPアドレス」を確認して下さい。
センサーとWi−Fiを繋げる専用「IPアドレス」が必要になります。
（P8参照）
複数台設置する場合は、台数分「IPアドレス」が必要になりますので、Wi−Fiのアドレス取得可能な番号をご確認下さい。

3.センサー情報をサーバーへ登録を行います。
取得した「IPアドレス」やその他センサー情報をサーバー登録する項目があります。必要な項目を記載し販売元（代理店）へお知らせ下さい。
（P9参照）

4.本体の準備
センサーを接続して下さい。
（P10参照）

5.PCと通信ユニットのWi−Fiを接続
PC画面の右下の または選び接続します。

をクリックし「HI−LINK****」を※この作業はPCの横でセンサーを接続し専用ACアダプタをコンセントに入れて行って下さい。
複数台接続する場合も1台ずつ行って下さい。
（P12参照）

6

6.離床センサーAISH専用ソフトをインストール
ご使用の流れ

専用ソフトはご使用されるPCにインストールをする必要があります。
（P17参照）
推奨：PC：Windows10 Pro 64bit以上：iPhone：iOS10.1以降
専用ソフトは購入元（代理店）から提供されます。

7「離床センサーAISH」.
専用ソフトで情報を確認
インストールした専用ソフトを開き、情報が届いているか確認して下さい。
※確認方法：ベッドマークがついていると正常に通信できています。
（P19参照）

以上で、センサーをご使用できる準備が整いました。

8.センサーを設置
センサーをご使用のベッドのマットレスの下に敷き、設置位置を確認して設置して下さい。
（P22参照）

9「離床センサーAISH」.
専用ソフトで情報を確認
インストールした専用ソフトを開くと情報が確認できます。

7

Wi−Fiの通信環境を確認
Wi のFi通信環境を確認

モニタPCを起動し、使用する無線LAN（Wi−Fi：以下Wi−Fiという）−ルータに接続して下さい。
また、Wi−FiルータのIPV4アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの文字をメモ等に控えて下さい。
確認方法①画面左下の「スタート」から⇒「全てのプログラム」⇒「アクセ
サリ」⇒「コマンドプロンプト」の順でクリックして下さい。
②コマンドプロンプトをクリックし、Users¥×××の後に「ipconfig」と入力し、Enterキーを押して下さい。無線LAN
ルータのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが表示されます。通信ユニットの設定で使用しますので、全てメモ等に控えて下さい。
※Windows10の表示内容です。

「 i p c o n f i g 」と 入 力 しXXX>ipconfig

Enterを押して下さい。

Enterを押すと左の画面XXX>が出てきます。
・IPV4アドレス
・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイ
は、この後使用しますのでメモ等に控えて下さい。

8

個人登録
下記登録に必要な項目を記載し、販売店（代理店）へお知らせ下

Wi のFi通信環境を確認

センサーを設置する前にサーバー登録が必要です。

−

さい。

センサー番号はセンサーラ
ベルに貼ってある番号を記載下さい。（P5 参照）

9本体の準備をします
本体の準備をします

センサーを接続し電源を入れます①同梱のセンサー本体・通信ユニット・センサー本体

専用ACアダプタ・接続ケーブルの接続を確認しコンセントに差し込んで下さい。
接続ケーブル※電源ON/OFFスイッチはありません。

専用ACアダプタ

通信ユニット②通信ユニットの緑のランプが高速点滅していることを確認して下さい。

正常表示
右ランプ：電源：点灯
左ランプ：通信：点滅③もし緑のランプが消灯している場
合は、細いピンなどでリセットボタンを10秒間押して下さい。
その後、緑のランプが高速点滅する事を確認して下さい。

10

ACアダプタ
接続口 リセットボタン
ここを押す

通信ユニットケーブル LANケーブル
接続口
接続口

接続方法
本体の準備をします①センサー本体と通信ユニットを接続して下さい。
センサー本体ケーブル
接続口

点検用接続口 点検用接続口
接続ケーブルACアダプタ
接続口 リセット

通信ユニットケーブル
接続口

LANケーブル接続口②専用ACアダプタ/通信ユニットの接続をします。
専用ACアダプタ

専用ACアダプタ接続口③専用ACアダプタを接続した後、通信ユニットのランプが点灯しているか確認して下さい。
専用ACアダプタをいれる⇒白ランプが点灯。
正常に動いている⇒緑ランプが点滅。
専用ACアダプタを抜く⇒白ランプ緑ランプが消灯。

11

PCと通信ユニットのWi−Fi接続①モニタPCにて、画面右下の「ネットワーク」
アイコンをクリッと通信ユニットの Wi 接PCFi続−クして下さい。
②表示されたアクセスポイント一覧から「HI−LINK̲****」をクリックして下さい。
「HI−LINK̲****」が出てこない場合は、通信ユニットの緑ランプが点滅しているか確認して下さい。
③接続をクリックして下さい。
④「セキュリティキー」に、半角数字「12345678」を入力。
⑤「次へ」をクリックし、通信ユニットの接続に入ります。

②クリック

①クリック

12

③クリック

④⑤

通信ユニットの接続①「インターネットエクスプローラー」ブラウザアイと通信ユニットの Wi 接PC
Fi続コンをダブルクリックし、起動して下さい。
②アドレス欄に半角数字にて「192.168.16.254」と入力後「Enter」キーを押して下さい。
「 192.168.16.254」が通信ユニットに繋がるアドレスになります。

−③「ユーザー名」と「パスワード」両方に半角数字にて「admin」と入力して下さい。
④「OK」をクリックして下さい。

③

④

13

⑤表示された「Network」タブページの各設定値を以下のように変更して下さい。と通信ユニットの Wi 接
PC
Fi続全ての設定値を変更し終えるまで、絶対に「Enter」キーは押さない事。設定が終わったとみなされ、通信ユニットが起動してしまい、センサーが使用できません。
押してしまった場合は、P7③からやり直しになりますので注意して下さい。

−

緑枠の部分は、設置⑤

環境に合わせて適宜変更し、それ以外の部分は、表示の通り入力する事
セン サー 専 用 のIP アドレスを入力

14

※拡大

緑枠の部分は、設置環境に合わせて適宜と通信ユニットの Wi 接PCFi続⑤

変更し、それ以外の部分は、表示の通り入力する事
セン サー 専 用 のIP アドレスを入力−
入力内容
Network Modo…WIFI（STA）
STA SSID…ルーターの SSID
STA EncType…WPA2AESSTA PASSWORD…ルーターの PASSWORD
IP Type…Static
IP Addr…センサー専用の IP アドレスと同じ数字を入れて下さい。
Mask…コマンドプロンプトで調べたサブネットマスクと同じ数字を入れて下さい。
Gateway…コマンドプロンプトで調べた Gateway と同じ数字を入れて下さい。
Dns…Gateway と同じ数字を入れて下さい。

15

⑥「Serial 0」タブをクリックして下さい。
⑦以下のように赤枠の各設定値を変更して下さい。と通信ユニットの Wi 接PCFi続⑧「Apply」をクリックして設定終了です。
※設置台数分、P9から設定が必要となります。
※拡大−

⑦

⑥
⑧

⑦⑧

16

専用ソフトのインストール※販売元（代理店）からソフトをお渡しします。

専用ソフトのインストール①モニタセットアッププログラムアイコンをダブルクリックし、起動して下さい。
②「次へ」をクリックして下さい。

②③「ソフトウェア使用許諾契約書」を読んで確認後、「同意する」を選択④「次へ」をクリックして下さい。

③

④

17

⑤「次へ」をクリックして下さい。

専用ソフトのインストール⑤⑥「次へ」をクリックして下さい。

⑥⑦「閉じる」をクリックして下さい。

⑦

18

専用ソフトで情報を確認①デスクトップに追加された「安心ひつじモニター」
アイコンをダブルクリックして、起動して下さい。
専用ソフトで情報を確認②起動中のウィンドウ画面が消えるまで、しばらくお待ち下さい。

③「ひつじ」ボタンをクリックして下さい。
③19

④「変更」をクリックして下さい。

専用ソフトで情報を確認⑤購入元（代理店）から提供される「グループコード」「施設コード」「パスワード」を入力して下さい。

⑥入力したコードが間違っていないか確認し、「決定」をクリックして下さい。
間違っている場合は、モニターで閲覧できません。
⑦「×」をクリックして下さい。
⑧タスクバーに表示されている「安心ひつじ」
アイコンを右クリックして下さい。
⑨「×ウィンドウを閉じる」をクリックして下さい。

⑨⑧

20

⑩再度、デスクトップの「安心ひつじモニター」
アイコンをダブルクリックして、起動して下さい。
⑪約1〜2分後に「ベッドマーク」などが表示されることを確認
専用ソフトで情報を確認し、設定完了です。

21

センサーを設置します
センサー本体の設置位置
枕センサーを設置します

センサーラべル

カバーラべル

センサー本体オレンジの点線：
センサーカバー装着部位①センサーラベルがある方を上にしてマットレスの下に設置して下さい。
②センサーはベッドの上縁から置き、身体が乗るように設置して下さい。
③カバーを装着する際は、カバーラベルがある方を上にして、必ず足側から装着して下さい。
※誤作動を起こす恐れがありますので、足側から２列のセンサーまでしっかりと入れるようにして下さい。
ご注意センサー本体が滑り落ちるのを避けるため、ブラックマジックテープを使ってセンサー本体を固定して下さい。

22

設置イメージ
施設様の環境によりWi−Fi環境は変わります。

センサーを設置します

クラウドサーバー
管理室（PCモニター）※60人分を一括管理

23故障かなと思ったら
内

容因

方法

故障かなと思ったら専用 ACアダプタが繋がっているかご確認下さい。

電 源 を入れても通信ユニットの 白 ラン
プがつかないベッドに寝ているのに数値が出ない。
又は、いつもの数値と変動が大きい

24

原接続ケーブルが接続されているかご確認下さい。
・USB 接続が緩いとセンサーがきちんと反応しない事があります。

6 ページを参照し確認して下さい。

専 用 AC アダプ タや 通 信
ユニット、接続ケーブルに問題ない場合、センサー本体の動作不良が考えられます。

センサー本体の交換が必要です。
購入元（代理店）に連絡下さい。

センサー本体の設置場所が移動していないかご確
認下さい。
・体が小さい（150cm 以下）方、軽量（40kg 以下）の方はご本人にあった設置場所に移動して下さい。

5 ペ ージ を参照し確認して下さい。

内容原

因

方

法

専用 ACアダプタが繋がっているかご確認下さい。

セン サ ーが 反 応しない

6 ページを参照し確認して下さい。

専 用 AC アダプ タや 通 信ユニット、接続ケーブルに問題ない場合、センサー本体の動作不良が考えられます。

センサー本体の交換が必要です。
購入元（代理店）に連絡下さい。

インターネットに繋がっているかご確認下さい。
・Wi− Fi 環境、IP アドレスに繋がっていない事があります。

施設のインタ ー ネット
環境をご確認下さい。

センサーが折り曲がったり、ケーブルが切れたりしていないかご確認下さい。
機器に液体が侵入した、若しくは電気毛布や湯たんぽなどの暖房器具が直接接触していないかご確認下さい。

故障かなと思ったらPC・
iPhone画面表示が出ない通信ユニットのランプ（白・緑）がついているかご確認下さい。
・USB 接続が緩いとセンサーがきちんと反応しない事があります。

本製品の使用を中止して、購入元（代理店）に連絡して下さい。

25