取扱説明書
扱説明書
換気チェッカー
ＭＯＤＥＬ：
ＭＯＤＥＬ：ＫＣ１０

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう
このたびは、弊社製品をお買い上げいただきございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき正しくごご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
【第４版 ２０２１．５．２６】
＠ＫＣ１０（４）

ご使用に際しての注意事項とお願い■本製品は換気状態の目安をお知らせする商品であり、感染症を防本製品は換気状態の目安をお知らせする商品であり、感染症を防いだり、健康状態を保証するものではありません。万一健康状態に影響があった場合でも、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
安全にお使いいただく為に、次の事項を必ずお守りください。
死亡や重傷を負う恐れが警告・・・死亡や重傷を負う恐れがあります。
1．分解・改造をしないでください。
．分解・改造をしないでください。火災や感電、故障の恐れがあります。
2．風呂場のような水がかかる場所では使用しないでください。
．風呂場のような水がかかる場所では使用しないでください。
火災や感電、故障の恐れがあります。の恐れがあります。
3．金属粉、埃、液体等が製品内部に入らないようにしてくだ．金属粉、埃、液体等が製品内部に入らないようにしてください。火災や故障の恐れがあります。
火災や故障の恐れがあります。
4．可燃性ガスがある場所や、引火性の高いものがある場所で．可燃性ガスがある場所や、引火性の高いものがある場所で使用しないでください。火災の恐れがあります。
火災の恐れがあります。
5．ＵＳＢケーブルを強い力で曲げたり、傷つけたり、束ねたを強い力で曲げたり、傷つけたり、束ねたり、加工しないでください。火災や感電、故障
火災や感電、故障の恐れがあります。傷ついている場合は新しいものに交換してください。
傷ついている場合は新しいものに交換してください。
6．本製品から発火、発煙、異臭がした場合や、異常発熱異臭がした場合や、異常発熱、製品内部に異物が入った場合はすぐに使用を中止し、はすぐに使用を中止し、弊社へご相談ください。
7．本製品は人命、事故、災害に関わる特別な品質や信頼性が．本製品は人命、事故、災害に関わる特別な品質や信頼性が要求される用途で使用しないでください。

軽傷を負う、あるいは物的損害の恐れが注意・・・軽傷を負う、あるいは物的損害の恐れがあります。
1．次のような環境で使用しないでください。
1．次のような環境で使用しないでください。
・屋外での使用、及び直射日光が当たる場所
・結露が起きる場所
・定格範囲外の温湿度
・振動や衝撃がある場所
・ノイズが発生する場所
2．強い衝撃や振動を与えたり、落下させたり、強い力を加えな
2．強い衝撃や振動を与えたり、落下させたり、強い力を加えないでください。
3
3．ＵＳＢ給電は、ＤＣ５００ｍＡ以上の電源を以上の電源をご用意ください。
4
4．ＵＳＢケーブルを抜き差しする場合は電源を切する場合は電源を切ってからおこなってください。
無理な力を加えずまっすぐ抜き差しし抜き差ししてください。挿入時は根本まで確実に挿してください。
55．濡れた手でＵＳＢケーブルを抜き差し抜き差ししないでください。
6
6．電源スイッチを入れても10 秒以上動作しない場合は、動作しない場合は、すぐに使用を中止してください。
7 故障や異常がないか、定期的に確認をおこなってください。
7．故障や異常がないか、定期的に確認をおこなってください。
8 長期間保管される場合は直射日光を避け、異物が製品内部に8．長期間保管される場合は直射日光を避け、異物が製品内部に侵入しないようにご注意ください。
9．ＵＳＢ給電をパソコン等からおこなう場合、使用中に発生し9．ＵＳＢ給電をパソコン等からおこなう場合、使用中に発生したデータやプログラムの消失については保証しかねます。

同梱品品
下記のものが揃っているか確認してください。誤ったもの、また下記のものが揃っているか確認
誤ったもの、または欠けているものがありましたら弊社までご連絡ください。
（１）換気チェッカー（ＫＣ１０）（１）換気チェッカー（（２）ＵＳＢケーブル（Ｔｙｐｅ（２）
Ａ－Ｃ）２ｍｍ（３）取扱説明書（４）三角ＰＯＰ※ＵＳＢ電源
ＵＳＢ電源アダプターは付属しておりませんので別途ご用意ください。
は付属しておりませんので別途ご用意ください。

仕様

項

目

電源

センサ方式
検知濃度範囲■ご
ご使用上の注意11．平らな場所に設置してください。
2
2．ガスコンロ、石油ストーブ、ガスファンヒーター等、、ガスファンヒーター等、高濃度のＣＯ２が発生する物の周辺では使用しないでくださいの周辺では使用しないでください。
表示部が注意（黄色）または警告（赤色）表示になり、正しく使用できない可能性があります。
3
3．ＣＯ２測定はセンサの特性上、気圧の影響を受けます
気圧の影響を受けます。
仕様に記載されている精度は平地でご使用される場合に適用されますので、高所等の気圧が低い場所等の気圧が低い場所でご使用される場
合はさらに誤差が大きくなる可能性があります。
さらに誤差が大きくなる可能性があります。
44．通気孔を塞がないでください。正常にを塞がないでください。正常に測定できない可能性があります。
5．本来の用途以外に使用しないでください。
5．本来の用途以外に使用しないでください。
6 センサの個体差および誤差により複数台並べて設置された6．センサの個体差および誤差により複数台並べて設置された場合でも、同時に表示が変化しない場合があります。

ＣＯ２濃度による濃度による換気状態判定■ＣＯ2 測定について■ＣＯ
ＣＯ 測定時、ピッという小さな音と共に、本体内部でオレンジＣＯ2色のＬＥＤが光りますが異常ではありません。

外形寸法・質量ケ ー ス 材 質

■お手入れについて
清掃する場合は清掃する場合は電源を切り、乾いた布等で拭いてください。
乾いた布等で拭いてください。
ベンジン、シンナー、アルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。

１台１本
１部
１部

精度

起 動 時 間ウォームアップ
時 間
表 示 部

表示部動作

使用温湿度範囲
付属品

仕様±１０％
定格電源電圧：ＤＣ５V±１０％
最大消費電流：５００ｍＡ
入力ポート：ＵＳＢ Ｔｙｐｅ－Ｃ（本体側）
スライドスイッチによってＯＮ／ＯＦＦ切換可
検知ガス：ＣＯ２ＮＤＩＲ（非分散型赤外線吸収式）
単光源二波長方式
４００ｐｐｍ ～ ５０００ｐｐｍ±（５０ｐｐｍ＋測定値の５％）
例：１０００ｐｐｍ測定時 →±１００ｐｐｍ
２０秒以内
５分 ※仕様通りの精度が出る条件
３色 緑、黄、赤９００ｐｐｍ未満：正常（緑）
９００～１４００ｐｐｍ未満 ：注意（黄）１４００ｐｐｍ以上：警告（赤）〔起動時〕
緑色で点滅 約 20 秒後動作状態へ移行
〔動作時〕
緑色で点灯
黄色で点灯 ※緑→黄に変化後１０秒間点滅
赤色で点滅
最大径８０ｍｍ 高さ１００ｍｍ 約１３５ｇ
ポリカーボネート ＵＬ９４ Ｖ－０
０～４０℃ ３０～８５％ＲＨ※結露無きこと
ＵＳＢケーブル（Ｔｙｐｅ Ａ－Ｃ）２ｍＡ－Ｃ）

外形寸法図Ｃ Ｏ 2 濃 度

表 示 部 色保 証 書

９００ｐｐｍ未満

緑色で点灯

９００ｐｐｍ～
１４００ｐｐｍ未満

黄色で点灯※表示が緑→黄に変化後１０秒間点滅

１４００ｐｐｍ以上赤色で常時点滅

１．保証期間
お買い上げ日より 1 年間。

各名称とその機能〔 本 体 〕

トラブルシューティング①②③

Ｑ．表示部が点灯しない
Ｑ．
Ａ．ＵＳＢケーブルが接続されていることを確認してください。
Ａ．ＵＳＢケーブルが接続されていることを確認してください。
Ａ．電源スイッチがＯＮになっていることを確認してください。
Ａ．電源スイッチがＯＮになっていることを確認してください。
Ａ．
Ａ．ケーブルの接続先の電源がＯＮになっていることを確認しての電源がＯＮになっていることを確認してください。
Ａ．ＵＳＢケーブルを交換してみてください。
Ａ．ＵＳＢケーブルを交換してみてください。
Ａ．
Ａ．一度電源を切り、再度電源を入れてみてください。
みてください。

２．保証範囲本製品の保証は日本国内でのみ有効です。
保証期間中に、仕様範囲内における正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償で修理または交換故障が生じた場または交換いたします。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
・お客様による不当な取り扱い、使用、保管による故障・お客様による不当な取り扱い、使用、保管による故障・本書に記載されている仕様範囲を超えた取り扱い、使用による故障・お客様による改造または修理による故障・故障の原因が弊社責任以外の事由による故障・故障の原因が責任以外の事由による故障・火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障・落雷、その他天災地変による故障
型番 KC10

シリアル No.

保証期間（お買上げ日より）1年〔ＵＳＢケーブル〕

Ｔｙｐｅ Ａ１ｍ
２ｍ

Ｔｙｐｅ Ｃ①表示部
起動時：約１秒後緑色で点滅開始（開始（１秒間は消灯状態）※２０秒以内に動作状態へ移行
動作時：ＣＯ2 濃度により緑、黄、赤色に点灯・点滅
故障時：消灯②電源（ＵＳＢ）コネクタ
付属のＵＳＢケーブル（Ｔｙｐｅ Ｃ側）を挿入してください。
Ｔｙｐｅ Ａ側はＵＳＢ電源アダプター等へ接続し、電源アダプター等へ接続し、電源を給電してください。（ＤＣ５Ｖ
ＤＣ５Ｖ±１０％ ５００ｍＡ以上）③電源スイッチＯ（左側）：電源ＯＦＦ
Ｉ（右側）：電源ＯＮ

Ｑ．
．表示部の輝度が暗い
Ａ．電源の定格電流を確認してください。（ＤＣ５Ｖ±１０％
Ａ．電源の定格電流を確認してください。（ＤＣ５Ｖ±５００ｍＡ以上の電源をご用意ください）
Ａ．
Ａ．表示部の点灯はLED を使用しておりますので、長期間ご使用になられますと発光が弱くなることがあります。
Ｑ．
．取扱説明書に書かれている内容と違う動作になる動作になる
A 一度電源を切り、再度電源を入れてください。
A．一度電源を切り、再度電源を入れてください。
上記でも改善されない場合は弊社までご相談ください。

お買い上げ日年月日

お名前様
ご住所 （〒-）（）
販売店 住所・店名-

電話番号

本社 〒593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１
ＵＲＬ https://www.uinics.co.jp
携帯電話、スマートフォン等からのアクセスはこちら
通信料はお客様ご負担となります
通信料はお客様ご負担となります。
※改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじあらかじめご了承ください。

ユーアイニクス株式会社〒593593-8311 大阪府堺市西区上１２３－１