2020 年 10 月 28 日版
Ver1.07

USB3.0 InGaAs 近赤外線カメラ
ARTCAM-TNIR シリーズ
商品説明書

32 万画素ARTCAM-032TNIR

8 万画素

ARTCAM-009TNIR

株式会社アートレイ
1目次
１．注意事項··························· 3
２．概要······························· 6
３．特長······························· 6
４．構成······························· 7
５．接続······························· 7６．仕様······························· 8７．分光感度特性······················· 9８．外形寸法図························· 10９．カメラ機能························· 11１０．PC スペックについて ·············· 1521.注意事項■取扱説明書に関する注意事項
１．ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり、注意事項を確認のうえ製品を正しくご使用ください。
２．本書は必要なときに参照できるよう、大切に保管してください。
３．本書に乱丁・落丁があった場合や、紛失・汚損された場合には、お取替えいたしますので、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
４．本製品の本来の使用方法以外の使い方につきましては、安全性を保証致しかねますので、ご了承ください。
５．本書の安全に関する指示事項は、必ずお守りください。
６．本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
７．本書に掲載している図は、説明のため、一部、省略や抽象化を行っています。
８．本書の内容に関して、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがございましたら、本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
９．本書の内容の一部または全部を、弊社に無断で転載・複製・改変することはできません。
10．弊社では、本製品を運用した結果での損失、逸失利益等の請求につきましては、項目８に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
11．弊社の海外現地法人・駐在員事務所では、本製品の保守・修理対応を行っておりませんので、ご承知おきください。
■絵表示について製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために下記絵表示をしています。

警告
この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を守らずに誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性または物的損害の発生が想定される内容を示してしています。

3

■安全にお使いいただくために警告●下記状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。使用を中止し、本製品の電源を切ってください。故障の場合の修理、交換につきましては本書末尾記載の弊社連絡先までご連絡ください。
お客様による分解・改造・修理は危険ですから絶対におやめください。
・本体から煙が出ている、本製品の外側が異常に熱くなる、変なニオイや音がする・本製品の内部に異物や水などが入った場合・本製品を落とすなどして破損した場合●不安定な場所（ぐらいついた台や傾いたところなど）に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

注意●油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となる事があります。
●火のそばや自動車内、直射日光のあたる場所など高温の場所に放置しないでください。
内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。
●本製品を布で包む等、熱がこもる状態でご使用しないでください。部品が変形し、火災の原因となることがあります。
●本製品を落とす等、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
●ケーブル類を濡れた手で接続しないでください。感電の原因となります。
●通電中の本製品に長時間触れないでください。本体の温度が上がり、低温やけどの原因になることがあります。
■その他注意事項●太陽光などの強い光を長時間撮影すると、センサに損傷を与える場合があります。
また電源を切った状態でもこうした強い光を露光しないでください。
お手入れについて●本体のお手入れ
本体の汚れは、柔らかい布かティッシュペーパーで拭き取ってください。その際アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

4

■輸出する際の注意事項
本近赤外線カメラは、輸出貿易管理令の別表第１ １０（２）及び（４）項に該当するリスト規制品となります。本カメラを日本国外に輸出する際には、外国為替及び外国貿易法に基づき経済産業省の輸出許可が必要ですので、関連の法規を遵守し、正規の手続きを行ってください。また、本カメラの最終需要者又は再出荷先について、記録を保管し弊社からの要請により開示できるようにしてください。
■CE マーキング
本カメラは CE マーキングに対応しています。
本カメラは下記の技術基準に適合しています。
EMC 技術基準
EN55032:2012ClassA（産業・工業用）
EN55035:2017
RoHS 技術基準
EN50581:2012
Category9（産業・工業用計測・制御機器）■保証について弊社では、ペーパーレス化推進のため保証書の添付を廃止し、発送日及びユーザー登録日において保証期間の管理をしております。詳しくは下記 PDF をご参照ください。
製品保証体制に関するお知らせ
http://www.artray.co.jp/download/other/n_hosyou.pdf
株式会社アートレイ製品保証規定 http://www.artray.co.jp/download/other/hosyou.pdf●本製品の品質・機能および取扱説明書に関して、お客様の使用目的に対する適合性・市場性については一切保証を致しかねます。また、そこから生じる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。
●高度な信頼性を必要とする業務には使用しないでください。本製品は、医療機器、原子力設備や機器航空宇宙機器、輸送設備や機器等、人命にかかわる設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。
これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、財産損害等が生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。
■廃棄について●本製品を廃棄される場合は、弊社に返却いただくか、関連法令に基づいて正規の産業廃棄物としての処理を行い、第三者に再利用されることのないよう処置し、廃棄の記録を残していただきますようお願い致します。

52.概要ARTCAM-TNIR シリーズは、900～1700nm の近赤外線領域に高い感度を有する InGaAs（砒化インジウムガリウム）イメージセンサを採用した近赤外線カメラのシリーズ製品です。
解像度は InGaAs センサとしては高解像度の 640×512 画素、320×256 画素の 2 種類のモデルをラインナップしています。
PC との親和性に優れた、USB3.0 インターフェイスを採用し、キャプチャカードなどを介さずに PC への画像取り込みが可能です。
また、メモリを搭載することで USB 帯域不足などによる転送エラーが発生しない、完全バルク転送を実現しています。

3.特長
・高い近赤外線領域感度
可視光領域を超えた、900～1700nm の近赤外線領域に高い感度を有する InGaAs イメージセンサを採用しています。
人間の目や一般的な CCD/CMOS カメラでは撮影が困難なものを可視化することができます。
・高画質、高速フレームレート
ARTCAM-032TNIR は InGaAs センサとしては高解像度の 640×512 画素で、最大 62.28 フレーム／秒の画像出力を行います。
ARTCAM-009TNIR では 320×256 画素にて最大 228.1 フレーム／秒での高速画像出力が可能です。
・USB3.0 インターフェイス採用
PC との親和性の高い、USB3.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。
・InGaAs カメラ専用ビューワソフト付属
Windows 7/8/10 に対応したビューワソフト「ArtMeasure」が標準で付属しています。
カメラ画像のプレビュー、カメラ各種設定、静止画保存、動画保存等が容易に行えます。
また、プレビュー画像および保存画像より、2 次元計測が容易に行うことができます。
・ソフトウェア開発キット付属
お客様で、画像処理ソフトウェアを作成される場合や、他のアプリケーションにカメラ画像取得、制御など行う際にご利用いただける、ソフトウェア開発キットが標準で付属しています。
・NTSC/PAL
NTSC/PAL 方式でのアナログ出力が可能です。

6

4.構成
1)本体
2)USB3.0 ケーブル TYPE A－microB コネクタ 約 3m
3)AC アダプタ(DC12V)
4)商品説明書
5)専用ビューワソフト・デバイスドライバ CD6)ソフトウェア開発キット ARTCCM-SDK<オプション>1)C マウントレンズ（近赤外波長対応品）

5.接続
5-1 カメラの接続方法

DC12V
AC アダプタ

NTSC 対応
テレビモニタ等

5-2 電子シャッタ機能
標準付属のビューワソフトにてシャッタスピードの設定が可能です。
機種名
計算式
設定可能数値：
0～10000（露光時間：1/1,000,000～1 秒）
ARTCAM-032TNIR
露光時間＝シャッタ設定値×100［μ秒］※ 0 設定時は、1[μ秒]設定可能数値：
0～10000（露光時間：1/1,000,000～1 秒）
ARTCAM-009TNIR
露光時間＝シャッタ設定値×100［μ秒］※ 0 設定時は、1[μ秒]

7

6.仕様
ARTCAM-032TNIR

ARTCAM-009TNIR

撮像素子

InGaAs イメージセンサ

有効画素数

640(H)×512(V)

320(H)×256(V)

出力画素数

640(H)×512(V)

320(H)×256(V)

撮像面積

12.8(H)×10.24(V)mm 1 型

6.4(H)×5.12(V)mm 1/2 型

走査方式

プログレッシブスキャン

画素サイズ

20(H)×20(V)μm

検知周波数帯900～1700nm

オペラビリティ≧99.63％
ローリングシャッター／グローバルシャッター

シャッタ方式
フレームレート(出荷時設定で変更可。標準はグローバルシャッター)62.28fps

228.1fps

電子シャッタ1/1000000～1 秒

感度0.8 A/W

飽和容量

1100Ke-1100Ke-A/D 分解能14bit

インターフェイスUSB3.0 バルク転送／NTSC ビデオ出力

同期方式

内部同期／外部トリガ同期

レンズマウントC マウント外部 I/O 端子

HR10A-7R-6S(73)(ヒロセ製)

電源電圧

DC12V

消費電力

10W 以下動作温度／湿度：0～35℃／10～80%（但し結露なきこと）

周囲条件

外形寸法
質量

保存温度／湿度：0～60℃／10～95%（但し結露なきこと）
71.6(W)×61.5(H)×58.5(D)mm

71.6(W)×61.5(H)×58.5(D)mm※レンズ、三脚板、突起部含まず※レンズ、三脚板、突起部含まず

約 302g

約 302g※ご使用されるレンズによっては解像度、明るさの低下等、本製品の性能が十分に発揮できない場合がございます。
推奨のレンズに関しては営業担当にご相談ください。

87.分光感度特性
7-1 ARTCAM-032TNIR/ARTCAM-009TNIR

98.外形寸法図8-1ARTCAM-032TNIR/ARTCAM-009TNIR※仕様は変更になる可能性があります。

10

9.オプション対応機能
9-1 外部トリガ機能
外部トリガ機能がお使いいただけます。
カメラにはフォトカプラによって絶縁された外部トリガ入力回路が搭載されており、外部回路からの入力信号に同期した撮影が可能です。
（入力部回路は 032TNIR, 009TNIR 共通）

HR10A-7R-6S(73)(ヒロセ製)※コネクタピン・ピンアサインは変更になる可能性があります。

9-2 外部出力機能
出荷時オプションにより外部出力機能がお使いいただけます。
FPGA 内部で制御している垂直同期、水平同期、露光時間などを出力し、モニタすることが出来ます。

HR10A-7R-6S(73)(ヒロセ製)※コネクタピン・ピンアサインは変更になる可能性があります。

11

9-3 カメラ背面各端子情報

外部 I/O 端子
HR10A-7R-6S(73)(ヒロセ製)
アナログ出力NTSC/PAL

USB3.0
microB ポート

電源ポート
DC12V

12

9-4 トリガタイミング図
１．ノーマルモード
外部入力（GPIO_IN_P）

内部レジスタ

0ｘ00

内部モード

ノーマル

露光／読出

読
出

露光

読出

露光

読出

露光時間
設定

読出時間（固定）※1

トリガー入力無視区間

２．外部トリガモード（FIX 露光）

13露光

３．外部トリガモード（パルス幅露光）（オプション）

外部入力（GPIO_IN_P）

内部レジスタ

0ｘ00

0ｘ02

内部モード

露光／読出

ノーマル

読
出

露光

トリガー

受
露光
付

読出

読出

受 露光
付

読出時間（固定）※1
トリガー入力無視区間 受付
区間※ご使用方法の詳細については弊社までお問い合わせください。

※1：読出時間は機種によって固定
032TNIR=(5.76us+(0.16us×160))×512+0.24us=16056.56us009TNIR=(4.32us+(0.16us×80))×256+0.24us=4382.96us※2：外部入力の論理は内部レジスタので設定することが可能
外部入力と露光時間の遅延14

読出10.PC スペックについて
10-1 推奨スペック●
ホストコントローラー
本製品は USB3.0 対応です。
USB2.0 ホストコントローラーに接続した場合、動作速度が極端に低下し、または正常に動作しない場合があります。
●
CPU
本製品のドライバーは"x86"または"amd64"アーキテクチャのプロセッサに対応しています。
CPU 性能は画像の描画速度や画像処理速度に影響しますので、出来るだけ高性能の CPU をお使いいただくことを推奨します。
●
空きメモリ
ビューワーソフトウェアは、内部で 4～8 枚分の画像バッファーを保持しますので、少なくとも、画像 8 枚分程度の空きメモリ容量が必要になります。
(※例えば 130 万画素カラーカメラであれば、1280 x 1024 x 3 x 8 [byte] = 30[MB])特に解像度の高いカメラを使う場合は、空きメモリに十分な余裕を持つことを推奨します。
●
対応 OS
標準対応しているのは NT 系 Windows(32bit/64bit)のみとなり、Windows 7 以降の OS で標準動作確認を行なっています。
また、Windows 10 での使用を推奨します。

注意■本製品を使用する上で下記の制限事項があります。ご確認の上ご使用ください■(1)推奨スペック
上記の推奨スペックを満たしていない場合、最大フレームレートにて取り込み出来ない場合がございます。
本製品のスペックを十分に活かすためにも、上記推奨スペックの PC をご用意いただけますようお願い致します。
(2)他の USB3.0 機器との併用
本製品はバルク転送モードを採用しています。この為、他の USB3.0 機器や特にバルク転送を採用している USB メモリや USB フラッシュドライブ、外付け HDD、外付け DVD ドライブ等を同時に使用すると、本製品の動作パフォーマンスが大幅に低下することがあります。
(3)USB3.0 ケーブルの延長
本製品を市販の USB3.0 延長ケーブル等で延長して接続した場合、USB3.0 の転送帯域が低下し、十分な転送速度が出ずにフレームレートの低下が起こる、あるいは本製品が認識されない場合がございます。
延長ケーブルのご使用につきましては弊社で推奨しているケーブル以外は動作保証対象外となります。
これは電源線のレギュレーション不足、データ線のインピーダンスミスマッチに起因します。
推奨ケーブルにつきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
（TEL：03-3389-5488）

株式会社アートレイ ISO9001:2015 2018/9/17 取得〒166-0002 東京都杉並区高円寺北 1-17-5 上野ビル 4F
Tel：03（3389）5488
Fax：03（3389）5486
Email：
artray@artray.co.jp
URL：
http://www.artray.co.jp
15