KRONE- Monitor ソフトウェア
設定マニュアルデジタル圧力計 KDM30/ RC232C 共通

Windows 7、8.1、10 用ᵇᵇ■はじめに

本書では KRONE-Monitor ソフトウェアの各種設定方法について説明します。

1. KRONE-Monitor ソフトウェアの起動とモニタ画面… P.2

2. メインメニュー各種設定… P.3 〜 7

3. 測定データの保存先を指定する… P.8

4. 測定を開始する… P.8

5. 測定データ (CSV ファイル ) の内容… P.9 〜 10

6. 測定データを読み込む… P.11

7. モニタ画面を印刷する… P.12

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ

1.KRONE-Monitor ソフトウェアの起動とモニタ画面
1 ) KRONE-Monitor ソフトウェアの起動
Windows アプリケーション一覧から [ KRONE-Monitor ] をクリックし、プログラムを実行します。

2 ) KRONE-Monitor ソフトウェアモニタ画面
KRONE-Monitor ソフトウェアのモニタ画面が表示されます。モニタソフトの主な機能は下記の通りです。

①④⑤⑧⑯②⑦③⑥⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮① メインメニュー⑤ 単位表示⑨ 圧力波形表示部⑬ 測定停止ボタン② 測定モード⑥ ファイル名⑩ 圧力軸⑭ 測定データ読み込みボタン③ 読み出しモード⑦ 測定開始時間⑪ 時間軸⑮ 印刷ボタン④ 圧力測定値⑧ データ数⑫ 測定開始ボタン⑯ 電池残量-2-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ2. メインメニュー各種設定
圧力測定をする前に、メインメニューの各種設定を行います。

！ KRONE-Monitor ソフトウェアで各種設定を行っても、KDM30 本体の設定はかわりません。

ソフトウェア側の各種設定は、KDM30 の仕様と同じ内容で設定をしてください。

1 ) COMM ポートの指定「別紙インストール手順マニュアル P.5 〜」の項目で確認した COM ポート番号を指定します。
また、データ伝送速度「9600bps」が選択されていることを確認してください。

2 ) Term 設定「KDM30」が選択されていることを確認してください。

-3-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ3 ) センサレンジ設定
センサレンジ設定の値は、使用する圧力計のフルスケールの値を選択してください。
※下記は 1MPa F.S の圧力計の例です。

4 ) 単位設定
自動 (A) にチェックを入れると、KDM30 に設定されている単位（Pa、kPa、MPa のみ）が表示されます。
それ以外の単位を設定する場合は一覧から選択するか、「入力」をクリックし、単位を入力してください。

-4-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ5 ) サンプリング設定
KDM に設定されているサンプリング値と同じ値を一覧から選択してください。
※KDM 本体のサンプリングは出荷時「2sec」に設定されています。

6 ) 移動平均設定「移動平均設定」をクリックし、移動平均値を入力してください。

-5-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ7 ) 係数設定
「係数の入力」をクリックし、係数を入力してください。デフォルトは 1 で設定されています。

8 ) 上限設定[ 上限値の設定 ] をクリックし、上限値を入力してください。

上限設定 200 にした場合、測定データが上限値（下記の例では 200kPa）を超えると測定データ部が赤く点滅します。
！ 上限値設定の機能を有効にするには、モニタ画面下部の「上限設定有効」欄にチェックを入れて下さい。

-6-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ9 ) 下限設定
[ 下限値の設定 ] をクリックし、下限値を入力してください。

下限設定 50 にした場合、測定データが下値（下記の例では 50kPa）を下回ると測定データ部が青く点滅します。
！ 下限値設定の機能を有効にするには、モニタ画面下部の「下限設定有効」欄にチェックを入れて下さい。

-7-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ

3. 測定データの保存先を指定する
1 ) 測定データ保存先の指定
KRONE-Monitor ソフトウェアでは、測定した圧力値等を自動的に CSV ファイルで保存することができます。CSV ファイルの保存先を指定するためには、モニタソフト画面上部にある、ファイル名の右側の白い部分をクリックします。「名前を付けて保存」ウィンドウが表示されるので、ファイルの保存先を指定し、ファイル名（任意）を入力後、[ 保存 ] をクリックしてください。

4. 測定を開始する
1 ) 測定モード
測定を開始する際は測定モードで行います。[ 測定 ] モードになっていることを確認後、画面下部の [ 測定開始 ] ボタンのをクリックして下さい。測定が開始されます。

-8-

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ

5. 測定データ (CSV ファイル ) の内容
1 ) CSV ファイルの内容
測定データは CSV ファイルで指定したフォルダに自動保存されます。保存されたファイルをダブルクリックすると下記のような画面が表示されます。（CSV ファイル閲覧には Microsoft excel が推奨です。）① 開始ボタン日時② 計測 1 回目日時（１回目のサンプリング）①②⑨③③ CSV ファイルの連番⑥④ サンプリング設定タイム④⑤ ⑦ ⑧⑤ レンジ⑥ レンジ（マイナス）
⑦ 単位
⑧ 係数
⑨ 圧力値
⑩ 停止ボタン日時⑩！

② 日付時分秒は Excel フォーマットで表示されます。日付形式に変換する方法については、以下参照してください。
KDM 本体のクロック精度と PC クロック精度の差により、時間あたりの受信データ数が異なる場合があります。

2 ) Excel フォーマットを日付形式に変換する方法
CSV ファイルを開きます。B 列上にマウスポインタを持っていき、右クリックすると B 列が全て選択された状態になり、下記のメニューが表示されます。「セルの書式設定 (F)」をクリックします。

-9--410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ8Ტ45$6 σᡫᲣ

3 ) Excel フォーマットを日付形式に変換する方法＜続き＞
セルの書式設定「表示形式」タブから「日付」を選択後、「種類 (T)：2012/3/14 13：30」をクリックします。次に「ユーザー定義」をクリックし、「種類 (T)」欄に” yyyy/m/d h:mm:ss” と入力し、[ OK ] をクリックすると B 列がユーザー定義の日付形式に変更されます。

4 ) Excel フォーマットを日付形式に変換する方法＜続き＞
B 列がユーザー定義の日付形式に変更されたか確認します。

- 10 -

-410'/QPKVQT ǽȕȈǦǧǢᚨ‫ܭ‬ȞȋȥǢȫ
8Ტ45$6 σᡫᲣ

6. 測定データを読み込む
1 ) 測定データの読み出し
KRONE-Monitor ソフトウェア画面上部の [ 読み出し ] ボタンをクリックし、読み出しモードにします。次に [ 読み込み ] ボタンをクリックし、既存の測定データ (CSV ファイル ) を読み出します。

2 ) 読み出しデータ画面説明
測定データ (CSV ファイル ) を読み出すと下記のような画面が表示されます。読み出しモードでは、グラフの波形（青）部分をクリックすると、その時の日付と圧力値がピンポイントに表示されます。

- 11 -

K R O N E - M o n i t o r ソフトウェア
設 定 マニュアル
高 精 度デジタル圧 力 計 K D M 3 0

Windows OS 共有

7. モニタ画面を印刷する
1 ) モニタ画面を印刷する
画面を印刷する際は [ 印刷 (P) ] ボタンをクリックしてください。印刷ファイルには印刷時刻、ファイル名、測定開始時間、圧力測定値のグラフ、移動平均値のグラフ等が含まれます。

OM40154-0014-59