ユーザーズマニュアル

No. 99MAL116B5*99MAL116B5*

ja

測定データワイヤレス
通信システム本商品をお使いになる前に、まず弊社製U-WAVE-R（オプション）に同梱の U-WAVEセットアップマニュ
アルをお読みいただき、ソフトウェアのインストールと通信設定を行ってください。
本商品は、デジマチック出力付き測定器（デジマチック2 対応機種を含む）に接続ユニット（オプション）で接続し、測定データを U-WAVE-R（オプション）に無線で送信するための機器です。
「IP67タイプ」と「ブザータイプ」の2 機種があります。
本商品の性能を十分に発揮させ、長期にわたり良好な状態でご使用いただくために、ご使用の前には本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。本書はお読みになった後も大切に保管してください。
中 国 語 の 取 扱 説 明 書 を 参 照 す る 場 合 は、 弊 社 ウェブ サ イト（https://manual.mitutoyo.co.jp/
manuals/search）をご覧ください。

安全に関するご注意

IP67タイプU-WAVE-TC/TMの性能を発揮するために必ず以下の点をお守りください。

注記

・電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
・電池はショート、分解、加熱、火に入れる、過度な力を加える、過度の高温環境に放置、過度の低気圧を受ける環境に放置などしないでください。
・万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液もれ
や破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。

注意

無線通信環境におけるご注意

その他のご注意

本商品の性能が、障害物などの環境により十分に発揮できない場合がありますので、ご注意ください。
障害物の要因となる項目は下記をご参照ください。

以下の行為、状況は本商品の故障、誤動作の原因となりますのでご注意ください。

コンクリート壁

内容
完全に遮断された状態での通信はできません。

金属性のパーテーションなど 通信速度が低下もしくは通信が遮断される可能性があります。
無線LAN、Zigbee、Bluetooth 通信速度が低下もしくは通信が遮断される可能性があります。
などの通信機器および電子 本商品との設置距離をできる限り離すか、通信チャネル（バンド ID）を変更
レンジ
してご使用ください。
工作機械など放電加工機等の工作機械、搬送用クレーン、アーク溶接等が稼動している
作業現場では、通信速度の低下もしくは通信が遮断される可能性があります。

本 商 品 を 手 で 覆 うよう に 通信速度が低下もしくは通信距離が短くなる可能性があります。本商品と持つ場合
U-WAVE-R の設置距離をできるだけ短くし、ご使用ください。

・電波により誤動作を引き起こす可能性のある医療機器の近くでは使用しないでください。
・本商品は、電波を使用しており、電波の到達距離範囲内であっても外来ノイズ等の影響で通信が途切れる可能性があります。その際の損害防止処置（安全対策）
を十分に行ってください。
・本商品が万一故障した場合の損害防止処置（安全対策）を十分に行ってください。

項目
医療機器

内容
レーザメスやヘルスメータなどの医療機器の近くでは使用しないでください。

1
5. トラブルシューティング

U-WAVE-TCとU-WAVE-TM は同じ手順で電池を交換します。ここでは例として、U-WAVE-TC を使用した手順を示します。

本商品の使用中にトラブルが発生したときは、ここに記載されている対処方法をお試しください。改善されない場合は、 「U-WAVEPAKユーザーズマニュアル」に掲載の弊社営業所までご連絡ください。

1 付属 の 電池蓋 キ ー で 本体裏

Tips

面の電池蓋を外す

を電池押さえ爪と電池の間に差し込み、「 てこ」の要領で電池を取り出す差し込み、電池の反対側を電池押さえ爪の中に挿入する

U-WAVE-R に関するトラブルの現象／対策内容の詳細は、 「U-WAVE-R ユーザーズマニュアル」の「4. トラブルシューティング」

4 パッキン（円型）が取り付けられていることを確認する

5 電池蓋を取り付け、付属の電池蓋キーで電池蓋を締め付け
る

パッキン

注意

電磁両立性について
本商品は、欧州 EMC 指令に適合していますが、この要求を超える電磁妨害を受けた場合は保証外となり適切な対策が必要となります。

商品または包装に記されたこのシンボルマークは、EU 諸国でこの商品を廃棄する時に一
般家庭ゴミと一緒に捨てないようにするためのものです。WEEE（廃電気電子機器）を土壌に埋め立てする量を減らし環境への影響を低減するために、商品の再利用とリサイクルに
ご協力ください。処理方法に関する詳しい内容は、お近くのお買い上げになった小売店や代理店にお問い合わせください。

・電池は必ず CR2032（リチウム電池）をご使用ください。異なる種類の電池を使用した場合、爆発するおそれがあります。
・電池の廃棄にあたっては、条例、規制などに従ってください。

対策

本商品が測定器に正しく取り 本商品と測定器が接続ユニットできちんと接続されていることを確認してく付けられていますか？
ださい。
特 に、 接続 ユ ニット（02AZF310）を使用 する場合 は、 必 ず 接続 ユ ニットの［DATA］スイッチ側を測定器に挿入してください。
本商品 の デ バ イス IDラベ ル U-WAVEPAK上で接続状態になっていないと通信できません。U-WAVEPAKのに記載されているID 番号が、［U-WAVEPAK 設定］画面で［S］列に［c］が表示されていることを確認してくだ
U-WAVEPAK上で接続状態に さい。
「U-WAVE セットアップマニュアル」の「4.3.2. U-WAVE-T/TC/TM の設定情なっていますか？
報」

注記

Tips
測定モードの詳細は、 「U-WAVEPAKユーザーズマニュアル」の「1.7.4

4［DATA］スイッチを押す時間*1

LED表示部

2秒未満

緑色に点滅（正常時）
赤色に点滅（エラー時）

直前に送信した測定データのキャンセル要求をU-WAVE-R に通知する

2秒以上 5秒未満

橙色に0.1秒間隔で点滅

通信可能なU-WAVE-Rを検索する*3

5秒以上10秒未満

橙色に0.3秒間隔で点滅

測定データを送信する*2

3
2

5

3

*1 10秒以上押すとLED表示部が消灯し、通信操作が無効になります。再度操作を行ってください。
*2 データ出力可能な測定器に付いている［DATA］スイッチを使用して行うこともできます。
*3 検索先のU-WAVE-R に本商品のデバイスID が登録されている場合は、そのまま自動的に接続します。
● 通信結果の確認
U-WAVE-Rとの通信結果は本商品のLED表示部またはブザーの動作状態で確認できます。
6

1
6
1

No.

名称

LED表示部

ブザー*1

・無線通信が正常に完了した

緑色に点滅*2

短く2回鳴る・無線通信が失敗した
・エラーが発生した

赤色に点滅

長く1回鳴る通信結果*1 ブザータイプのみ。
*2 イベント駆動方法時は点滅しません。

機能

1

認証ラベル

本商品のコードNo.や無線認証番号が記載されています。

2

LED表示部

通信状況により、点滅、消灯します。

3

コネクターカバー

カバーを外すと接続ユニットに繋ぐためのコネクターがあります。

4

ブザー穴 *1

通信状況により、ブザーが鳴ります。

5

デバイスIDラベル

本商品の識別番号が記載されています。識別番号は本商品の設定情報をU-WAVEPAKに登録するときに使用します。

6

電池蓋

電池蓋を外して電池の交換をします。

3.2. 設定情報の初期化
本商品の設定情報を工場出荷時の状態に戻します。本商品を使用中に通信できなくなった場合は、 「5.トラブルシューティング」の対策を実行し、それでも通信できない場合は、以下の手順で設定情報を初期化してください。

1 本 商 品 か ら 電 池 を 取り外 す

2 接続ユニットの［DATA］スイッ

電池の取り外し方法の詳細は、「4. 電池の交換」

チを押しながら電池を挿入したあと、2秒以上経過してから、［DATA］スイッチを離す>> 本商品の設定情報が初期化*1 ブザータイプのみ。

Tips

U-WAVE-Rと通信できないため、本商品の設定が終わらない

電池が消耗するとLED 表示部が赤色に点滅し、警告メッセージを U-WAVE-R に送信します。速やかに電池を交換してください。
（ブザータイプは、LED点滅と共にブザー音でも警告します。）

6.2. 接続ユニット（オプション）
パーツNo.機種
項目

本商品とU-WAVE-R の通信が確立していますか？
コードNo.

対策

U-WAVE-TC

接続ユニット（02AZF310）の場合は、［DATA］スイッチ側を測定器、反対側を本商品となるように接続してください。

測定器

U-WAVE-TM

IP67タイプ

ブザータイプ

IP67タイプ

ブザータイプ

264-620264-621264-622264-623

007-AE0185（日本）

認証番号［DATA］スイッチ

007-AE0185（日本）

保護等級

IP67

無

IP67

無

ブザーの有無

無

有

無

有

送信出力

2.5 mW（4 dBm）以下

通信距離

約 20 m（オフィス環境見通し）

適合規格

日本

ARIB STD-T66

欧州

Radio:EN 300 328 V2.1.1
Safety:EN 62368-1:2014+A11
EN IEC 63000

2 U-WAVE-Rの検索を実行する
1. U-WAVEPAKを起動し、［U-WAVEPAK 設定］画面を表示する

無線規格

独自
（IEEE802.15.4ベース）

2. [DATA］スイッチを5〜10 秒長押しする

通信周波数

2.405 GHz〜2.475 GHz

本商品のLED 表示部が橙色に点滅を開始し、ゆっくりとした点滅動作になってから［DATA］スイッチを離してください。

使用バンド

15ch（5 MHz間隔）

変調方式

DSSS（直接スペクトラム拡散）

Tips ［DATA］スイッチを 10 秒以上長押しするとLED 表示部が消灯し、検索操作が無効になります。ゆっ

無線通信速度くりとした点滅動作になるまで再度長押ししてください。

測定器との通信［S］列に［c］が表示されている場合は、通信が確立されています。

電池

コメントに ID 番号が表示されている場合は、次の手順 3 に進んでく
ださい。

コメント

デジマチック（6桁）、デジマチック2（8桁） ※自動識別CR2032（3 Ｖ）：1個
約40万回（ボタン駆動方法）*1

使用温度（湿度）

0 °C〜40 °C（20 %RH〜80 %RH、非結露）保存温度（湿度）-10 °C〜60 °C（20 %RH〜80 %RH、非結露）56 × 30.4 × 11.5 (mm)500

ABSデジマチックキャリパ ································ CD-AX/SC

500
293
293

ABSクーラントプルーフキャリパ ····························· CD-PM
クーラントプルーフマイクロメータ ······················· MDC-MX
クーラントプルーフマイクロメータ ························ MDE-MX

・接続ユニット（02AZF310）を取り外す場合
付属の0サイズドライバでねじを外したあと、接続ユニットを取り外します。
・接続ユニット（02AZF300）を取り外す場合
接続ユニットの両端を指でつまみ、真上に強く引いて取り外します。

注記・接続ユニットや測定器が破損するおそれがあるため、図の部分を持たないでください。

41.9 × 38.7 × 12.9 (mm)
約20 g

本体質量

1. 本商品の設定情報を初期化する

02AZF310
防水タイプ

対応測定器

緑／橙／赤 3色表示

電池寿命

外形寸法

02AZF300
標準タイプ

対応測定器
シリーズ No.

250 kbps

LED表示

3. [U-WAVEPAK設定］画面の［S］列およびコメントを確認する

3 電池蓋を取り付ける

56.1. 基本仕様

チェックポイント測定モード」● 通信操作の種類
接続ユニットの［DATA］スイッチを使用して以下の通信操作を行うことができます。
イベント駆動方法時は「DATA」スイッチは無効になります。
通信内容

6. 仕様

3 本商品の設定情報を初期化したあと、再度登録する・電池蓋に取り付けられているパッキンは取り外さないでください。
・電池の交換時は、無理な力をかけて電池端子が折れたり曲がらないように注意してください。特に折れた電池端子の破片が本商品内に入ってしまうと故障の原因になります。

本商品には、ボタン駆動方法とイベント駆動方法の2種類の測定モードがあります。

4

測定器 の LCD が 計数表示状 接続している測定器の表示部が消灯または、値を設定する状態だと通信でき態ですか？
ません。計数を表示している状態にしてください。
電池が消耗していませんか？ 電池が消耗していると測定データを送信できません。新しい電池に交換してください。

3.1. 測定データ送信時の操作

・U-WAVE-TM

5・落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
・3ヶ月以上ご使用にならない場合には、本商品より電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損する恐れがあります。
・直射日光のあたる場所、極端に暑い場所、寒い場所での使用、保管は避けてください。
・酸、アルカリなどの溶液や有機溶剤が付着する恐れがある場所での使用、保管は避けてください。
・電気ペン等の高電圧機器を使用した場合、電子部品が破壊される場合があります。
・接続ユニットに無理な力をかけないよう、また無理に曲げないように注意してください。
・電池が消耗してきたら、動作が不安定になる前に早めに電池を交換してください。

1 接続ユニットが正しい向きで取り付けられていることを確認する

現象

電池端子「＋」

・U-WAVE-TC

注記

以下の手順で通信を確立させます。
データ送信が失敗し、LED 表示部が赤色に点滅する

電池押さえ爪2. 各部の名称と機能

4

現象

チェックポイント

CR2032

マニュアルおよび付属書類
・U-WAVE-TC/TMユーザーズマニュアル（本書）（No. 99MAL116B）
・Certiﬁcation and Regulation（No. 99MAL124W）
・保証書（No. 02AZF223）
No. 06AEY282 ・適合宣言書（写し）3

4. 電池の交換

3 新しい電池を電池端子「＋」にNo. 05CZA619

電池蓋キー

IP67保護等級の詳細については、IEC 60529を参照してください。

2

2 小型のマイナスドライバー等

リチウム電池2

分別処理を行っているEU（欧州）諸国で電気・電子機器の廃棄をする際の注意

2）本商品が周りの機器に影響を与える可能性がある場合

注記

・防塵防水性は接続ユニットおよび電池蓋が正しく取り付けられた時に保証されます。ご使用にならないときは、水や油が浸入しないように、各部の蓋を取り付けて保管してください。
・水や塵に対する保護性能（IP67）を十分発揮するためには、電池をセットする時に電池蓋を電池蓋
キーでしっかり締めてください。またパッキンは正しく取り付けてください。
・パッキンが外れた状態や巻き込まれた状態で接続ユニットを取り付けると防水性が確保できないた
め、故障の原因になります。
・切粉、ごみなどにより各部のパッキンが破損しないように、十分注意の上ご使用ください。万一パッキンが破損した場合は、防塵防水性が損なわれますのですみやかに交換または修理にお出しください。
・各部のパッキン部分に使用しているゴム等の材質は、多様化するクーラント、薬品などに対して万能ではありません。これらが著しく劣化する場合には、最寄りの弊社営業所までご相談ください。
・本商品は各部にシールが施されているため、分解できない構造となっております。そのため、分解されますと所定の性能を発揮できません。
・水没する場所では使用しないでください。クーラント等の浸入を防ぎ切れません。

Tips

項目

0サイズドライバ

注記・本商品は、電波を利用する為、使用する国において定められている該当規制に従ってご使用ください。
・分解、改造をしないでください。法律で禁止されています。
・本商品に添付されている認証ラベルは剥がさないようにしてください。ラベルのないものは使用が禁止されています。
・航空機にご搭乗の際は、必ず本商品から電池を取り外し、航空機内でご使用にならないでください。
航空機内での無線機器の使用は法律で禁止されています。

1) 本商品が通信できなくなる可能性がある場合商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと安全性を損なう恐れがあります。

警告

本商品は、
「外国為替及び外国貿易法の輸出管理令別表第 1 若しくは外国為替令別表に定める16 の項」によるキャッチオール規制対象貨物又はプログラムです。また、本取扱説明書も、キャッチオール規制対象技術です。製品の輸出や海外移転、非居住者への技術の提供等にあたっては、経済産業省への輸出許可・役務取引許可申請や届出等が必要となる場合がありますので、事前に弊社にご相談ください。

本商品は、ご購入した国を含む無線認証を取得している国のみで、ご使用になれます。
ご購入の国以外での国のご使用は、最寄りの営業所までお問い合わせください。

U-WAVE-TC/TM

Tips

防塵防水性についてのご注意

電波法に関するご注意

3. 本商品の使いかた

1. 付属品の確認

海外移転に関するご注意*1 イベント駆動方法では、著しく消費電流が増大します。

「3.2 設定情報の初期化」
2. 本商品の設定情報を登録する・取り外す際は、ノギスのジョウ先端部分でけがをしないようご注意ください。

「U-WAVEセットアップマニュアル」の「4.3. 設定情報の登録」

現象
データ送信が安定せず、エラーが頻発する
チェックポイント対策

通信に影響がある環境で使用 使用環境に問題がないか確認してください。
「無線通信環境におけるご注意」
していませんか？

株式会社 ミツトヨ〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

6

7

8

9

10

Printed in Japan
2020 年 12月1日 発行（1）