コンクリート全自動圧縮試験機

MIE-732-1- 45 / 01/02/03「ハイアクティス - 500/1000/2000/3000」

新しい圧 縮 試 験 機のカタチ 。

使いやすさと安全 性を追求した
新しい圧 縮試 験 機のカタチ 、マルイの「 ハイ アクティス 」。
マルイの「 ハイアクティス 」はコンピュータ制 御による試 験プログラムを内蔵していますので 、タッチパネルの「 供試体サイズ 」と「 予測強度 」を選ぶだけで 、個人 差なく自動で圧縮試 験を行っていただけます 。その他にも画面モードの切替え等の便利機能も充実 、安全対策も万全です 。

コンクリート全自動圧縮試験機 MIE-732-1- 45 / 01 / 02 /03「ハイアクティス - 500 / 1000 / 2000 / 3000」

黒板表示モードでそのまま試験後の写真撮影！

高剛性フレーム、飛散防止カバー等、安全対策も充実

試験状況撮影に便利な、表示モード切替

充実の安全対策でフレームは一般仕様品の 2 倍の剛性で設計していますので、変形やねじれ・ゆるみがありません。
また、供試体破壊時の爆裂による飛散を防ぐ透明カバーも装備しています
ので、安心して試験を行っていただけます。
さらに、破 断・爆 裂の可試験の能性を検 知した場合、自様子が見える！
動 的 に 荷 重 を 除 荷 する
「爆裂防止機能」も備えています。

カラーモニターは「黒板」と「目盛盤」の切替が、タッチパネルは、「黒板」と「デジタル」の表示切替が可能です。
試験状況撮影にはお好みの組合せをお選びください。

安心して試験ができる！

タッチパネル

黒板表示とデジタル表示が入れ替え可能操作で試験が簡単に！
黒板表示と目盛盤表示が入れ替え可能

コンパクト設計で設置場所を選ばない

タッチパネルで直感的に簡単操作

従来のアムスラー型試験機の既設基礎を利用して設置していただ
けます。また自動型圧縮試験機の中でも特にコンパクト設計です
ので、スペースに余裕のない試験室でも検討していただけます。

ハイアクティスは、タッチパネルで供試体寸法と予測強 度を選ぶだけの簡単操 作です。アムスラー型試 験 機で必要だった油圧バルブ 操 作 等 の 経 験 を要す
る機 器 操 作がなく、試 験の個人差がありません。
デ ー タは 強 度として JIS丸 め 演 算 処 理、
供試体寸法と試 験 結果はコンクリート強度からサーマルプリ
試験プログラムをンターで 印字
簡単に選べる！
が可能です。

設置スペースが限られていてもアクティスなら大丈夫！

大幅

省スペース！

「ハイアクティス -2000」（防振ゴムオプション付）

STEP

測定手順

1

試験条件の設定「圧縮試験」か「曲げ試験」にある供試体のサイズと、予想強度の組み合わせで、プログラム番号を選択します 。
（予想強度は任意の値での設定も可能）

STEP

2

試験スタート「スタート」ボタンで、自動荷重試験が開始します。
加圧盤が上がり、荷重がかかり始めます。

STEP

3

試験の終了

試験が終了すると、最大荷重と圧縮強度が自動的に表示されます。
加圧盤が初期位置（原点）に戻ります。

STEP4

試験状況撮影

計測終了後、タッチパネル右上の「撮影」ボタンを押すと圧縮強度と最大荷重が大きく表示されます。この状態で試験状況撮影を行っていただけますので、黒板記入の 手 間が ありません。

各種 オプション も充実 、マルイの「 ハイアクティス 」

OPTION

2 曲げ 靭性試験機能

After

500

1000

20003000

専用ソフト・治具の追 加で、「鋼 繊 維補強コンクリートの曲げ 強 度および曲「ハイアクティスシリーズ」は、基 本機能に各種オプションを追 加していただくことで、（JSCE-G552）を行えまげタフネス試験」

より幅広く、快適に試験を行っていただけます。

● 曲げ靭性試験用 制御・計測・処理ソフト● 取付枠

OPTION

150×150×530 ㎜用

1 静弾性係数試験機能

After

2000

3000

「ハイアクティス -20 0 0/30 0 0」は、専用ソフトを追 加することで、静弾性係数試験も行っていただけます。
また、コンプレッソメーターもご要望に応じてご用意いたします。

150×150×530 ㎜供試体用

100×100×500 ㎜用・変位計 1 個・変位計 2 個
・制御 / 計測アンプ（2ch） ・制御 / 計測アンプ（1ch）100×100×400 ㎜供試体用

曲げタフネス試験・曲げ 靭性どちらも対応可能

加圧盤の取替えも簡単「JSCE-G552 鋼繊維補強コンクリートの曲げ強度および曲げタフネス試験」の他、通常の圧縮試験からの加圧盤取替えは、（JSCE-G552）（NEXCO 試験法条件）「NEXCO 試験法条件」での曲げ靭性試験に対応するソフトのご提供も可能です。

レールを使って簡単に行うことができます。

（コンプレッソメーターを既にお持ちの場合はご相談ください）択● 制御 / 計測アンプ

選● 静弾性係数試験用ソフト

・コンプレッソメーター
・耐破壊型 コンプレッソメーター

試験後スケール設定可能＋らくらく報告書作成機能【NEXCO 試験法条件 対応】【JSCE-G552 対応】

マルイの静弾性係数試験用ソフトは、予想強度に応じた設定値で載荷・計測終了でき、コンプレッソメーターを傷めません。
また、試験結果は応力・歪グラフの入った報告書形式で出力できますので、報告書作成の手間を軽減します。

OPTION

3 オートレンジ機能
100kN

200kN

500kN

1000kN

切替

切替

切替切替

100kN

200kN

500kN

1000kNOPTION

4 トリプルモニター

2000kN

固定
レンジ

操作・確認しやすいシンプルな表示画面

試験終了後、スケール設定を選択できます

ポアソン比も測定可能、選べるコンプレッソメーター
コンプレッソメーターは 2 種類ご用意できます。

コンプレッソメーター

軸方向のひずみ測定に使用するコン プ レ ッソメーターです。

耐破壊型 コンプレッソメーター

一般用コンクリートおよび高強度コンク
リート円柱供試体の圧縮ひずみを測定する 耐 破 壊 型コン プレッソメーターです。

応力・歪グラフを含めた報告書形式で出力できます（データは CSV 形式でも出力可能です）

オートレンジ

2000kN

自動で次のレンジに移行（レンジ設定例：ハイアクティス -2000）「オートレンジ機能」は、レンジの切替を自タッチパネルと通常のモニターに加え、モニ動で行いますので、強 度を予測してレンジターをもう一台追加することができます。

を選ぶ必要がありません。

「デジタル」「目盛盤」「黒板」を全て同時に供試体寸法を設定するだけで、破断まで全表示できますので、より視認性の高い試 験てハイアクティスが自動で試験を行います。

写真撮影を行うことができます。

After

500

1000

2000

3000

Before

ご発注時にご指示ください

BeforeAfter

納品後にも追加対応可能です

500

500
1000

1000
2000

3000

2000

3000

対応可能機種ですOPTION

5 供試体寸法・質量測定機能

OPTION

6 報告書・帳票作成機能

各種ハイアクティスシリーズのご紹介 ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
フレーム
固定型※「ハイアクティス-2000 / 3000」は6 段レンジも対応可能です。

「ハイアクティス」は、「寸 法 測 定 機 能」を「試験成績報告書 / 試験帳票ソフト」を追追 加することで、デジタルノギスで測定した加することで、「試 験 成 績書」「試 験 帳 票

供試体寸法を測定データにそのまま取り込む( 台帳）」も自動で作成いただけます。

ことが可能です。

試 験データはハードディスクに収 録されま

（寸 法 測 定 機 能を使 用され ない時は、あらかじめ設 定されたすので、試験データ管理にもご活用いただ

断面積で計算いたします。）

二本柱
フレーム
電動昇降型

高剛性設計で、高強度試験にも対応「Hi-ACTIS-500/1000/2000/3000」
MIE-732-1-45 型 「ハイアクティス -500」： 500kN / 5 段レンジ
MIE-732-1-01 型 「ハイアクティス -1000」：1000kN / 5 段レンジ
MIE-732-1-02 型 「ハイアクティス -2000」：2000kN / 5 段レンジ
MIE-732-1-03 型 「ハイアクティス -3000」：3000kN / 5 段レンジ

様々なサイズの供試体が試験可能「Hi-ACTIS-2000E/3000E」
MIE-732-1-12 型 「ハイアクティス -2000E」： 2000kN / 5 段レンジ
MIE-732-1-13 型 「ハイアクティス -3000E」：3000kN / 5 段レンジ
※ 6 段レンジも対応可能です。

けます。

また、台秤で計 測した質 量も同様に取り込む

また、報告書の入力項目は、マスター管理こともでき（「質量 測定機能」）、報告書に別機能からお好みで変更していただけます。

途入力する手間がありません。

二本柱
フレーム
電動昇降型

もちろんキーボードから入力する事も可能です。

モルタルの圧縮･曲げ試験が簡便に行える「Hi-ACTIS-200L」

MIE-732-1-52 型 「ハイアクティス -200L」： 200kN / 5 段レンジ
※ モルタル専用のハイアクティスです。

After

OPTION

50010002000

3000

After

7 防振ゴムOPTION

500

10002000※ 曲げ試験には専用加圧盤（MIC-306-1-53 型）が必要です。詳細はお問合せください。

3000

8 選べるカラー

フレーム
固定型
（全自動）

供試体セットから投機、報告書作成までを全自動で行える「 SUPER Hi-ACTIS ( スーパーハイアクティス )」MIE-732-1-20 型 「スーパー ハイアクティス」： 2000kN / 5 段レンジ
※ この製品は「ハイアクティス -2000」に独自の搬送機をドッキングさせ、供試体の「送り」→「圧縮試験」→「試料排出」→「試料廃棄」を自動的に行うものです。
また別途「試料廃棄用コンベア」をレイアウトする事によって設置スペースを有効にお使いいただく事ができます。詳細はお問い合わせください。

イエローホワイトツートン（グリーン＆ホワイト）

騒音・振動が気になる場所に設置される場合、ハイアクティスシリーズは、「イエローホワイト」

防振ゴムを設置いただくことで、振動・騒音と「ツートン」の 2 タイプからカラーをご用意しを解決いただくことができます。ご発注時にています。試験室のイメージに合わせてお選びくだご指示下さい。

（ご指定がない場合は「イエローホワイト」になります。）
さい。

Before

500

1000

2000

3000

Before

ご発注時にご指示ください

BeforeAfter

納品後にも追加対応可能です

500

500
1000

1000
2000

3000

2000

3000

対応可能機種です

マルイは国際 MRA 対応 JCSS 認定事業者です。

ハイアクティスご購入後の定期校正もマルイにお任せください。
JCSS 校正範囲：一軸試験機校正 100 N 〜 3 MN※「メーカー校正」も対応可能です。詳細はお問合せ下さい。

当社は、認定基準として ISO/IEC 17025 を用い、認定スキームを ISO/IEC
17011 に従って運営されている JCSS の下で認定されています。JCSS を運営している認定機関 (IAJapan) は、アジア太平洋認定協力機構 (APAC) 及び国際試験所認定協力機構 (ILAC) の総合承認に署名しています。
当社校正室は、国際ＭＲＡ対応 JCSS 認定事業所です。JCSS 0128 は、当校正室の認定番号です。

コンクリート全自動圧縮試験機

MIE - 732 - 1 - 45 / 01/02/03「ハイアクティス - 500/ 1000 / 2000/ 3000」
マルイの「ハイアクティス」はコンピュータ制御による試験プログラムを内蔵していますので、タッチパネルの「供試体サイズ」と「予測強度」を選ぶだけで、個人差なく自動で圧縮試験を行っていただけます。その他にも画面モードの切替え等の便利機能も充実、安全対策も万全です。

500型

式

1000

2000

3000

MIE-732-1-45 型

MIE-732-1-01 型

MIE-732-1-02 型

MIE-732-1-03 型

本体（載荷装置）寸法

W492×D520×H1330 ㎜

W492×D520×H1330 ㎜

W760×D600×H1325 ㎜

W830×D800×H1523 ㎜

本体（載荷装置）重量

1250 ㎏

1400 ㎏

2400 ㎏

5100 ㎏

最大容量

500 kN

1000 kN

2000 kN

3000 kN

レンジ切替（固定）500/200/100/50/20 kN

1000/500/200/100/50 kN

ラムストローク
有効柱間隔2000/1000/500/200/100 kN 3000/1500/600/300/150 kN

約 100 ㎜
420 ㎜

420 ㎜

650 ㎜

上下加圧盤間隔

約 105~305 ㎜

フレーム

竪型（固定型）/ 高剛性設計

電源

700 ㎜

三相 200Ｖ 約 2kW

計測盤寸法 / 重量

W 700×D 700×H 1330 ㎜（モニター含まず）/ 約 300 ㎏

表示

カラーモニター：24 インチ 液晶モニター / タッチパネル：15 インチ

操作

タッチパネル式 / 自動・手動モード選択可能制

御荷重速度制御 / 高強度予想時（任意入力）、予想強度 80% 到達時点で成行制御

安全装置

爆裂防止機構 / ラムストロークオーバー防止機構 / 飛散防止透明カバー / オーバーロード防止機構

標準付属品

標準工具一式 / プリンタ用紙一巻■ 標準仕様詳細
試 験条 件の設 定

試験選択画面 / 計測画面 / 条件設定画面 / 撮影画面の4 種をタッチパネル画面で操作

瞬時荷重値 / 圧縮強度 荷重単位 /kN、強度単位 N/ ㎟、3 桁丸め表示目盛盤表示（単位表示・置針表示）
計 測 値 表 示 画 面 黒板表示（工事名・配含・材齢・3 本の強度等を表示）
デジタル表示レ ン ジ 選 択

32 種類より選択可能（供試体サイズと予想強度の組合せにより、自動でレンジの導き出しが可能）

自動印

刷 最大荷重・圧縮強度・平均値を自動印刷

外 部 出 力 信 号

デジタル出力：外部 RS-232C
アナログ出力：0-5V DC/FS（各レンジ）

負 荷 速 度 設 定 0.1~1.5N/ ㎟・s
安

全装

置爆裂防止機能 / 飛散防止透明カバー /ラムストロークオーバー防止機能 / オーバーロード防止機能

適合規格測定精度検定 JIS B 7721 一級

荷 重 検 出 機 構 電気油圧変換器による計測

総合試験機のメーカー

当社校正室は、国際MRA対応 JCSS認定事業所です。
JCSS 0128 は、当校正室の認定番号です。

H P https://www.marui-group.co.jp E-mail hp-mail@marui-group.co.jp
本 社・工 場代理店

〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205

大 阪 営 業 所 〒574-0016 大阪府大東市南津の辺町2-39
海外部 TEL:(072)842-2010 FAX:(072)842-2013
東京営業所〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260

名古屋営業所〒468-0015 名古屋市天白区原2丁目1322
TEL:(052)809-4010 FAX:(052)809-4011

九州営業所〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。
最新情報はホームページをご確認下さい。

2023.06