演算式接地抵抗計
ＥＣＴ－１０００
取扱説明書（第 1 版）－ＳＯＵＫＯＵ－
本社，工場〒529-1206 滋賀県愛知郡秦荘町蚊野 215

TEL 0749‐37‐3664
東京営業所

FAX 0749‐37‐3515〒101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル３Ｆ

TEL 03‐3258‐3731

FAX 03‐3258‐3974

目次

安全にご使用いただくために…………………………………………………… ２

１．仕様…………………………………………………………………………… ３

２．各部名称……………………………………………………………………… ６

３．測定について
３－１：演算方式……………………………………………………………… ７
３－２：電位差方式…………………………………………………………… ８
３－３：簡易測定（Ｂ種及びＤ種）………………………………………… ８４．測定方法
４－１：演算方式……………………………………………………………… ９４－２：電位差方式…………………………………………………………… １１４－３：簡易測定（Ｂ種及びＤ種）………………………………………… １３５．資料…………………………………………………………………………… １５

外形図……………………………………………………………………………… １６1安全にご使用いただくために安全にご使用いただくため、試験装置をご使用になる前に、次の事項を必ずお読み下さい。また、仕様に記されている以外で使用しないで下さい。
試験装置のサービスは、当社専門のサービス員のみが行えます。
詳しくは、（株）双興電機製作所にお問い合わせ下さい。

人体保護における注意事項

電気的な過負荷

感電または、発火の恐れがありますので、測定入力には指定された範囲外の電圧、電流を加えないで下さい。

パネルの取り外し試験装置内部には電圧を印加、発生する箇所がありますので、パネルを取り外さないで下さい。

機器が濡れた状態での使用感電の恐れがありますので、機器が濡れた状態では使用しないで下さい。

ガス中での使用発火の恐れがありますので、爆発性のガスがある場所では使用しないで下さい。

機器保護における注意事項

測定入力

指定された範囲外の電圧を印加しないで下さい。

故障と思われる場合故障と思われる場合は、必ず（株）双興電機製作所
または、販売店までご連絡下さい。

2１．仕様（１）内蔵電池：単三アルカリ乾電池 ６本（２）抵抗測定回路
抵抗測定範囲：電位差方式

0～10/100/1000Ω

演算方式
測定精度

0～100/1000Ω

：電位差方式 ±2%rdg±10dgt（10Ω未満）±2%rdg± 5dgt（10Ω以上）
演算方式±5%rdg±10dgt（10Ω未満）±3%rdg± 5dgt（10Ω以上）

表示分解能：電位差方式

0.01/0.1/1Ω

演算方式
測定電流0.1/1Ω

: 500Hz 5mA（３）地電圧測定回路
地電圧測定範囲 ：0～10V
測定精度：±1%rdg±5dgt

表示分解能：0.1V（４）表示ディスプレイ
構造：ドットマトリクス液晶表示（キャラクタタイプ）

ドット数：16 桁 2 行

画面サイズ

：62×16mm（５）外形寸法：105(D)×153(W)×70(H) （突起物を除く）（６）重量：約 650ｇ

（コード含みません）

3

（７）付属品
試験用リード線・演算測定用コード（0.75ｓｑ×３芯２ｍ）……………………１本・Ｃコード（２ｓｑ×２０ｍ） ………………………………………１本・Ｐコード（２ｓｑ×１０ｍ） ………………………………………１本・Ｅコード（２ｓｑ×５ｍ） …………………………………………１本4補助接地棒……………………………………………………………２本試験用リード線収納袋…………………………………………………１枚
取扱説明書（本書）……………………………………………………１部

5２．各部名称

１．測定スイッチ測定の開始スイッチです。
演算方式測定時は、再度押すと測定を中止します。
２．表示ディスプレイ
測定値を表示します。
３．測定端子測定入力部です。付属の測定コードを接続します。
電位差方式ではＥ，Ｐ，Ｃ端子、演算方式ではＡ種，Ｂ種，Ｃ種端子となります。
４．測定切替スイッチ
測定モード及びレンジの切替えを行います。
５．電源スイッチ
本装置のメインスイッチです。
６．電池ボックス
電池の収納部です。単三アルカリ乾電池６本を使用します。

6

３．測定について
３－１：演算方式
各接地極からＡ極－Ｂ極間の合成抵抗値、Ｂ極－Ｄ極間の合成抵抗値、Ｄ極－Ａ極間の合成抵抗値の３つの値を求め、これらを下式により演算してＡ極、Ｂ極、Ｄ極の接地抵抗値を算出します。
Ａ：Ａ極－Ｂ極間の交流接地抵抗値

Ｒａ：Ａ極の接地抵抗値

Ｂ：Ｂ極－Ｄ極間の交流接地抵抗値

Ｒｂ：Ｂ極の接地抵抗値

Ｃ：Ｄ極－Ａ極間の交流接地抵抗値

Ｒｄ：Ｄ極の接地抵抗値とすると
Ａ＝Ｒａ＋Ｒｂ

Ａ－Ｂ＋Ｃ
Ｒａ＝
２

Ｂ＝Ｒｂ＋Ｒｄ

Ａ＋Ｂ－Ｃ
Ｒｂ＝
２

Ｃ＝Ｒｄ＋Ｒａ－Ａ＋Ｂ＋Ｃ
Ｒｄ＝２となります。

図１：演算方式7

３－２：電位差方式
測定対象である Ｅ（接地極）と Ｃ（電流電極）間に交流定電流 Ｉ を流し、ＥとＰ（電位電極）の電位差 Ｖ を求め、接地抵抗値 Ｒｘ を求める方法です。
精密な測定値が求められます。

図２：電位差方式

３－３：簡易測定（Ｂ種及びＤ種）
床面がコンクリートの様に、補助接地棒の打てない場所で接地測定をする場
合は、既存の接地物（商用電源の接地極や埋設された水道管など）を利用して２線式で測定し、概略の抵抗値を求めます。
測定値 Rｅ は、被測定極の抵抗値 Ｒｘ と補助接地極の抵抗値 ｒｅ の和で表されるため、被測定極の抵抗値 Ｒｘ は次式により求めることができます。
Ｒｘ＝Ｒｅ－ｒｅ

測定条件として、補助接地極の抵抗値があらかじめ判っているか、被測定極の抵抗値に比べて、無視できる程度に低いことが上げられます。

8４．測定方法
４－１：演算方式
１．本装置のＡ種，Ｂ種，Ｄ種端子から測定コードを被測定接地体のＡ種接地極、Ｂ種接地極、Ｄ種接地極に接続します。（図３参照）

図３：接続方法

２．電源スイッチを“ＯＮ”にして下さい。
３．測定切替えスイッチを、演算方式の“１０００Ω”レンジに切替えて下さい。
表示例：
エンザン セッチテイコウ－スタンバイ－
４．測定スイッチを押して下さい。（もう一度押すと測定を停止します。
）
表示例：
エンザン セッチテイコウ－ソクテイ チュウ－
５．表示ディスプレイに各接地抵抗値が表示します。接地抵抗値が低い場合は、レンジを“１００Ω”に切替えて下さい。

9

表示例：
Ａ種接地抵抗値ソクテイチ
Ａ １０．５Ω
Ｂ ０９．９Ω Ｄ ７５．２Ω

Ｂ種接地抵抗値 Ｄ種接地抵抗値＊測定エラーになる場合は、測定値がレンジをオーバーしていないか、又は、測定コードがしっかりと接続されているか確認して下さい。

６．接地抵抗の測定が終われば、電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。

10４－２：電位差方式
１．被測定接地体から約５～１０ｍ間隔で、ほぼ一直線上に補助接地棒Ｐ端子用、Ｃ端子用をそれぞれ大地に深く埋め込みます。
２．本装置のＥ，Ｐ，Ｃ端子から測定コードを被測定接地体(Ｅ)、補助接地棒(Ｐ)、補助接地棒(Ｃ)の順に接続します。（図４参照）

図４：接続方法＊＊注意＊＊
・補助接地棒は、できるだけ湿気の多い土の部分に打ち込んで下さい。
やむを得ず乾燥した所、又は小石の多い所や砂地の場所は、補助接地棒を打ち込んだ部分に水をかけて、十分に湿気を持たせて下さい。
・コンクリート上では、補助接地棒を寝かせて水をかけるか、濡れ雑巾等を補助接地棒の上にかけて、測定して下さい

３．電源スイッチを“ＯＮ”にして下さい。
４．測定切替えスイッチを“地電圧”に切替えて下さい。
表示例：
チデンアツ ソクテイ
０．００Ｖ
５．表示ディスプレイに表示する地電圧の値が、１０Ｖ以下であることを確認して下さい。

11

表示例：
チデンアツ ソクテイ
５．００Ｖ

値電圧

地電圧の値が１０Ｖ以上の場合は、オーバーとなります。
表示例：
チデンアツ ソクテイ
ＯＶＥＲ＊＊注意＊＊
地電圧が１０Ｖ以上の場合は、接地抵抗の測定値に大きく誤差を生じる可能性があるので、被測定接地体を使用している機器の電源を切るなどして、地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行って下さい。

６．測定切替えスイッチを、電位差方式の“１０００Ω”レンジに切替えて下さい。
表示例：
セイミツ
セッチテイコウ－スタンバイ－７．測定スイッチを押し続けて下さい。表示ディスプレイに接地抵抗値が表示します。接地抵抗値が低い場合は、レンジを“１００Ω”、“１０Ω”の順に切替えて下さい。
表示例：
セイミツ

セッチテイコウ
０２０Ω

接地抵抗値

８．接地抵抗の測定が終われば、電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。

12４－３：簡易測定（Ｂ種及びＤ種）
１．本装置のＥ，Ｐ，Ｃ端子から測定コードを被測定接地体(Ｅ)、補助接地極(Ｐ)、(Ｃ)に接続します。
（図５参照）

図５：接続方法（Ｂ種接地極使用の場合）＊＊測定条件＊＊・補助接地極の抵抗値があらかじめ判っていなければいけない。
・補助接地極の抵抗値が被測定極の抵抗値に比べて、無視できる程度に低い。

２．電源スイッチを“ＯＮ”にして下さい。
３．測定切替えスイッチを“地電圧”に切替えて下さい。
表示例：
チデンアツ ソクテイ
０．００Ｖ
４．表示ディスプレイに表示する地電圧の値が、１０Ｖ以下であることを確認して下さい。
表示例：
チデンアツ ソクテイ
５．００Ｖ

値電圧13地電圧の値が１０Ｖ以上の場合は、オーバーとなります。
表示例：
チデンアツ ソクテイ
ＯＶＥＲ＊＊注意＊＊
地電圧が１０Ｖ以上の場合は、接地抵抗の測定値に大きく誤差を生じる可能性があるので、被測定接地体を使用している機器の電源を切るなどして、地電圧を低くしてから接地抵抗の測定を行って下さい。

５．測定切替えスイッチを、電位差方式の“１０００Ω”レンジに切替えて下さい。
表示例：
セイミツ
セッチテイコウ－スタンバイ－６．測定スイッチを押し続けて下さい。表示ディスプレイに接地抵抗値が表示します。接地抵抗値が低い場合は、レンジを“１００Ω”、“１０Ω”の順に切替えて下さい。
表示例：
セイミツ

セッチテイコウ
０２０Ω

測定値

７．測定値 Rｅ は、被測定極の抵抗値 Ｒｘ と補助接地極の抵抗値 ｒｅ の和で表されるため、被測定極の抵抗値 Ｒｘ は次式により求めることができます。
Ｒｘ＝Ｒｅ－ｒｅ

８．接地抵抗の測定が終われば、電源スイッチを“ＯＦＦ”にして下さい。

14５．資料
接地工事の種類と接地抵抗
接地工事の種
類
A 種(第 1 種)
接地工事

接地抵抗地Ｂ種(第 2 種)
接地工事計算値
（注１）

10Ω以下

D 種(第 3 種) 100Ω以下
接地工事
（注２）

C種
(特別第 3 種)
接地工事

10Ω以下
（注１）

接地線の太さ電圧の種別による機器

直径 2.6mm 以上 高圧用又は特別高圧用の機械器
具の鉄台及び金属製外箱
高圧又は特別高圧の電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧
直径 4mm 以上側の中性点(中性点がない場合は低圧側の１端子)
低圧用機械器具の鉄台及び金属製外箱
直径 1.6mm 以上 (300V 以下のもの。但し、直流電路及び 150V 以下の交流電路に設けるもので、乾燥した場所に設けるものを除く。)
低圧用機械器具の鉄台及び金属
直径 1.6mm 以上 製外箱(300V を超えるもの。)

注１．変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の 1 線地絡電流のアンペア数で150（変圧器の高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電路が 150V を超えた場合に、2 秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を設けるときは 300）を除した値に等しいオーム数以下。
注２．低圧電路において、その電路に電流動作形で定格感度電流 100mA 以下、動作時間 0.5 秒以内の漏電遮断器を施設するときは 500Ω以下でよい。

15外形図16