【 取 扱 説 明 書 】

ＭＦＣ用デジタル表示付き電源
ＭＯＤＥＬ：ＳＰ－８３２シリーズ

シリーズ名

ＭＦＣ用 端子台電源
カバー

ＳＰ－８３２機

能デジタル表示付き電源
無記±１５Ｖ ２００ｍＡ

Ｓ２４＋２４Ｖ ２５０ｍＡ
無記

端子台カバー無し

Ｃ

端子台カバー付き

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みになって、安全に正しくご使用ください。

!

注意
本製品及びこの取扱説明書は、電気技師、又は有資格者の方のみが取り扱いするように設計されたものです。

!

注意
ご使用の前に、お客様が希望した製品仕様と製品本体の定格ラベル仕様とが一致しているかご確認ください。

ユーアイニクス株式会社【 第５版

2013. 6. 20 】
＠SP-832(5)■ ご使用に際しての注意事項とお願い
製品を安全にご使用いただくため、下記の注意事項と本書をご一読されますようお願い申し上げます。

!

注意

製品仕様以外では使用しないでください。

!

注意

お客様による製品の改造や変更は、本来の性能を発揮できないばかりか、不適合や事故の原因となります。改造や変更は行わないでください。

!

注意

直射日光はさけ、定格をこえる温湿度の場所や結露の起きやすい場所では使用しないでください。

!

注意

可燃性ガスや発火物のある場所では使用しないでください。

!

注意

本体に強い振動や衝撃を与えないでください。
フロントパネルへIEC62262の機械的衝撃（エネルギー1J以上）を与えないでください。

!

注意

本体に金属粉・ほこり・水などが入らないようにしてください。

!

注意

本機には電源スイッチは搭載されておらず、通電後に即、動作状態となります。
お客様で組み込まれる機器側にて、IEC/EN60947-1またはIEC/EN60947-3
規格に適合したスイッチまたはサーキットブレーカを非常時にすぐに操作できる位置に設置し、それが機器の遮断装置であることを表示してください。

!

注意

電源コードは温度定格が７２℃以上のものをご使用ください。

!

注意

通電中は、端子部に触れないでください。感電の恐れがあります。

!

注意端子台の各端子に接続する機器は、危険な活電部分から適切に絶縁されているものご使用ください。

!

注意

本機はパネルマウント状態で使用するように設計されています。それ以外の状態で使用した場合、機器が備えている保護が損なわれる可能性があります。

!

注意

フロントパネルの汚れは柔らかい布で拭いてください。アルコールやシンナー等の溶剤は使わないでください。

■目次

１．付属品の確認と保証期間について・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.１

２．製品の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.２

３．仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.３－４

４．メータの取り付けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.４

５．フロント部の各名称とその機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.５

６．端子接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.６

７．ＭＦＣ接続用コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.７

８．外形寸法図とパネルカット寸法図・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.８

９．トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ.９

１．付属品の確認と保証期間について付属品について、下記のものが揃っているか確認を行ってください。
（１）ＳＰ－８３２（お客様仕様どおりのもの）・・・・・・・・１（２）ＳＰ－８３２の取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・１（３）取付金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（４）フランジナット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２（５）単位ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１（６）お客様指定の付属品（ご指定の無い場合はありません）※（３）と（４）は出荷時、本体に組まれています。
どれか１つでも誤ったもの、または欠けているものがありましたら取扱店または弊社までご連絡ください。（お客様の指定により付属されていないものもあります。）

保証期間と保証範囲について
１．保証期間納入品の保証期間は引渡し日より１年間とさせていただきます。
２．保証範囲上記保証期間中に弊社の責による故障が生じた場合は、当社工場内にて無償修理させていただきます。但し、下記にあげます事項に該当する場合は、この保証対象範囲から除外させていただきますのでご了承ください。
①

取扱説明書または仕様書等による契約以外の使用による故障②

弊社の了解なしにお客様による改造または修理による故障③

故障の原因が弊社責以外の事由による故障④

製品仕様条件をこえた保管・移送または使用による故障⑤

火災、水害、地震、落雷、その他天災地変による故障- 1 -２．製品の概要
本製品は１台でマスフローコントローラ（以後ＭＦＣと呼ぶ）を操作・使用できます。
本機はマスフロー用電源と設定器、表示器を一体化したものです。
本機とＭＦＣをＤ－ｓｕｂケーブルで接続するだけで電源供給や必要な信号のやり取りが行えます。
ＤＩＮサイズ４８×９６ｍｍサイズ内にＡＣフリー電源入力でマスフロー用の±１５Ｖ２００ｍＡ出力の電源を収納し、フロントパネルにはコマンド設定器やバルブ開閉スイッチ・表示器など使いやすいレイアウトを実現しました。

注記
本機のＶＯＲ バルブ開閉スイッチ信号出力は電圧印加方式です、接点端子ショート方式のＭＦＣでは使用できません。
フロントのＶＯＲスイッチにより、バルブオープン、またはクローズ信号が出力されます。
ＯＰＥＮ側でオープン信号＋１５Ｖ、（オプション ＋２４Ｖ）、ＣＬＯＳＥ側でクローズ信号－１５Ｖ、（オプション ＰＳ ＣＯＭＭＯＮ）を出力します。

- 2 -３．仕様項目

ＬＥＤ赤色 文字高：１０mm

表示桁

３･1/2桁（１９９９までの表示）

小数点ＤＰスイッチ選択により、ＤＰ－１、２、３桁設定可能

オーバー表示示

表示サンプリング表示値０Ｖ入力時 ０００（－０００）
５Ｖ入力時 ０００・・・１９９９まで任意の値を表示可能（スパン調整で設定可能）

入力抵抗約１ＭΩ

ＶＯＲスイッチ
操入力信号
出力
関係

約２．５回／秒±０.２％ ±２digit（２３℃±５℃）

コマンド設定ﾎﾟﾃﾝｼｮﾝ（ＣＭＤＳＥＴ）

部

１９９９以上で「０００」の点滅

表示精度

メカダイアル（ＣＭＤＳＥＴ）

作様表示器

表部

仕コマンド切換スイッチ（ＣＯＭＭＡＮＤ）
表示切替スイッチ（ＤＩＳＰ）

１０回転のメカダイアル 目盛りの最小値１／５０ １回転
ロックレバー付き（回転・目盛りを固定）（ダイアルの目盛りは回転量の目安です）
ＭＦＣを任意の流量値に設定
ノブを引っ張りながら切換える３ポジション
ＣＯＮＴ ：（通常時）ＯＰＥＮ ：ＶＯＲ出力へ＋１５Ｖを出力（ＯＰ,＋２４Ｖ）
ＣＬＯＳＥ：ＶＯＲ出力へ－１５Ｖを出力（ＯＰ,ＰＳコモン）
ＥＸＴ：外部コマンド入力がコマンドアウトに出力
ＩＮＴ：コマンド設定(CMDSET)出力をコマンドアウトに出力
ＳＥＴ：流量設定値（ＣＭＤＳＥＴ）の値を表示
ＯＵＴ：ＭＦＣからの流量出力値を表示スパン調整（ＳＰＡＮ）

フロントパネル穴から２０回転ＶＲを回す
コマンド流量設定・流量設定値の出力電圧５Ｖに対し、最大表示を０～１９９９の表示範囲で任意に設定可能（出荷時設定は５Ｖ対して１００.０表示）

表示小数点の設定（ＤＰ）

フロントパネル穴からディップスイッチ操作（下げると点灯）
左キー ：１．□□□
中央キー：１□．□□
右キー ：１□□．□

ＭＦＣ流量値出力電圧

ＤＣ ０－５Ｖ

Ｄ－ｓｕｂ

外部設定信号

ＤＣ ０－５Ｖ

端子台

ＶＯＲ ＩＮ

ＤＣ＋１５Ｖ，－１５Ｖ，（ＯＰ．＋２４Ｖ）＋１５Ｖ２００ｍＡ、－１５Ｖ２００ｍＡ ＭＡＸ
Ｍ.Ｆ.Ｃ 電 源 定 格 （±１５Ｖは各１００ｍＡ、３００ｍＡに対応）
ＯＰ，＋２４Ｖ２５０ｍＡ
コマンドアウトＤＣ０－５Ｖ５ｍＡ

外部信号出力ＤＣ０－５Ｖ

端子台

バルブ開閉出力

ＶＯＲ
ＶＯＲ

ＯＰＥＮ
ＣＬＯＳＥ

- 3 -

Ｄ－ｓｕｂ

ＤＣ＋１５Ｖ，（ＯＰ，＋２４Ｖ）
ＤＣ－１５Ｖ，（ＯＰ，ＰＳコモン）

電その他

ＡＣ１００－２４０Ｖ １８０ｍＡ ｍａｘ
５０／６０Ｈｚ 約２５ＶＡ以下

源

取 付 パ ネ ル 寸 法

板厚 １．０－４．０ｍｍ
パネルカット寸法 Ｗ９２ ×質形

約４００g

Ｗ９６ × Ｈ４８ × Ｄ１３１ｍｍ

使 用 温 湿 度 範 囲

０－５０℃

３０－８０％ＲＨ（但し結露しないこと）

使量用・外環境Ｈ４５ｍｍ

屋内使用 最大高度２,０００ｍ
汚染度 ２

過電圧カテゴリⅡ

４．メータの取り付けかた
メータの取り付けかた
１．

パネルカットへ、前面より本機を挿入してください。

パネルカット寸法+0.8

45 -0+0.5

92 -0(mm)２．

フランジナット×2

背面より取り付け金具でしっかり押さえ、フランジナット（２箇所）で締め付けてください。
（ 締付トルク ０．６－０．７Ｎ/ｍ ）取付金具
・板厚１.０mm－４.０mmのパネルに取り付けができます。
- 4 -５．フロント部の各名称とその機能
12

CONT
OPEN

CLOSE
CMDSET

DP

3①7

SPAN COMMAND

DISP

EXT

SET OUT

4INT

56

表示器
ＤＩＳＰスイッチ切換えに対してＳＥＴ値とＯＵＴ値を表示することができます。

②ＣＯＮＴ（ＶＯＲスイッチ）
バルブ開閉スイッチでＯＰＥＮ，ＣＬＯＳＥの操作をします。
通常時はＣＯＮＴとして下さい。

③

ＤＰ
小数点切換スイッチ④

小数点位置を設定します。

ＳＰＡＮ
スパン調整ボリューム⑤ＣＯＭＭＡＮＤ
コマンド切換スイッチ⑥

外部設定信号とコマンド設定ﾎﾟﾃﾝｼｮ信号（ＣＭＤ）を切換します。

ＤＩＳＰ
表示切替スイッチ⑦

コマンド流量設定電圧・ＭＦＣからの流量値出力電圧の最大表示を任意に設定します。（出荷時設定は５Ｖ対して１００.０表示）

ＳＥＴとＯＵＴの値を表示します。

ＣＭＤＳＥＴ
コマンド設定ポテンションメータで１０回転機能により細かく設定信号を調節できます。

コマンド流量設定のスパン調整方法
ＤＩＳＰスイッチを「ＳＥＴ」、ＣＯＭＭＡＮＤスイッチを「ＩＮＴ」、ＣＭＤＳＥＴを「右最大」
において任意の表示にスパン調整ボリュームを合わせてください。
ＣＯＭＭＡＮＤスイッチを「ＥＸＴ」にするとリア端子のＥＸＴ ＣＯＭＭＡＮＤ ＩＮからの設定になり同様にスパン調整がおこなえます。
（ＶＯＲスイッチとＤＰスイッチの位置はスパン調整に関係しません）
流量出力値のスパン調整方法
ＤＩＳＰスイッチを「ＯＵＴ」において任意の表示にスパン調整ボリュームを合わせてください。
注意

スパン調整は、コマンド流量設定または流量値出力の表示に対して共通のスパン調整ボリュームとなっているため電圧が異なる場合は表示が一致しません。
- 5 -６．端子接続図
（リア部）

Ｎｏ.

機

能①

Ｄ－ＳＵＢ １５ピン

ＭＦＣと接続。（ＨＥＸ－ＮＵＴ Ｍ２.６）

②

取付金具

パネルへ取付時に本体を固定します。

③

フランジナット(M4)

取付金具を固定します。

ＦＧ

アースへ接地します。

ＡＣ

ＡＣ１００－２４０Ｖ

５０－６０Ｈｚを接続します。

ＡＣ

ＡＣ１００－２４０Ｖ

５０－６０Ｈｚを接続します。

ＮＣ

内部未接続（何も接続しないでください）

ＯＰＥＮ

バルブ開閉（開）を外部から操作する端子です。

ＣＬＯＳＥ

バルブ開閉（閉）を外部から操作する端子です。

ＶＯＲ ＩＮ

バルブ開閉を外部から操作して信号を入力します。

ＥＸＴ ＣＯＭＭＡＮＤ ＩＮ

外部からコマンド設定信号を入力します。

ＥＸＴ ＳＩＧ ＯＵＴ

外部へＭＦＣからの流量信号を出力します。

ＣＯＭＭＡＮＤ ＣＯＭＭＯＮＯＵＴＰＵＴ ＣＯＭＭＯＮＣＯＭＭＡＮＤ 及び ＯＵＴＰＵＴ の ＣＯＭＭＯＮを接続します。

④- 6 -

７．ＭＦＣ接続用コネクタ
Ｄ－Ｓｕｂ １５Ｐｉｎ（ピン番号）（リア面から見た図）

Pin No.

機

能１＋１５Ｖ（＋２４Ｖ）サブ電源用。電流容量はＮｏ.１３との定格まで使用可能。

２

ＮＣ（何も接続しないでください）３

ＮＣ（何も接続しないでください）４

ＮＣ（何も接続しないでください）

５０－５Ｖ ＣＯＭＭＡＮＤ

６ＣＯＭＭＡＮＤ

７ＶＯＲ

８ＳＩＧＮＡＬ

９ＥＸＴ

１００－５ＶＳＩＧＮＡＬ

１１ＮＣ（何も接続しないでください）

１２ＰＳ．ＣＯＭＭＯＮ

１３ＤＣ＋１５Ｖ （＋２４Ｖ） ＭＦＣ用電源

１４ＤＣ－１５Ｖ （ＰＳ.ＣＯＭＭＯＮ） ＭＦＣ用電源

１５ＮＣ（何も接続しないでください）

ＯＵＴ

ＣＯＭＭＯＮ

ＩＮＰＵＴ

ＶＡＬＶＥ

ＣＯＭＭＯＮＣＯＭＭＯＮ
ＩＮＰＵＴ（ ）オプション- 7 -８．外形寸法図とパネルカット寸法図
外形寸法図

96216131
10916CONTOPEN

CLOSE

48

CMDSETDP

SPAN COMMAND

DISP

EXT

SET OUT

INT(mm)

パネルカット寸法と取り付け間隔+0.870以上

45 -0+0.592 -0120以上(mm)

本機をマウントする際には、上下・左右方向及び、後方向（端子台側）に壁から２０ｍｍ以上のスペースを設けてください。

- 8 -９．トラブルシューティング
万一異常が発生した場合は、下記のとおり点検を行ってください。
Ｎｏ．
１

２

現象

表示器が点灯しない

表示点灯異常

点検方法

対策と処

置

→電源入力が正常か、入力コードは短絡していないか？
ＮＯ↓↓→本体内部の部品の破損→テスタで電源電圧と誤配線のチェックをし、端子ネジを締め直す。

→表示に“－”符号がつく場合は(“-000”は正常表示です)→信号線の極性を確認してください。

→表示に“000”が点滅する
場合は→入力信号が大き過ぎないか確認してください。

→取扱店、または弊社へご連絡ください。

→改善されない場合は取扱店、または弊社へご連絡ください。

３"０" 表示のまま

４

時折表示が消えたり表示が不安定になる

５

その他の異常→ＤＩＳＰスイッチの設定は正しいか？
↓→入力信号は正常か？
↓↓→ＣＯＭＭＡＮＤ切換スイッチの位置は？
↓ＮＯ→近くの電磁開閉器やソレノイド、電磁弁、リレーなどスパークノイズの影響が考えられます→設定された値が有効表示範囲以下である。
→各スイッチが適正な位置にあるか確認してください。
→取扱店、または弊社へご連絡ください。
→ノイズ発生源から離して取り付けてください。

→取扱店、または弊社へご連絡ください。

- 9 -ＭＥＭＯ- 10 -

ＭＥＭＯ

- 11 -

ＭＥＭＯ- 12 -

本社／技術的なお問い合わせ先〒593－8311 大阪府堺市西区上１２３－１
TEL.072-274-6001
FAX.072-274-6005
東 京 営 業 所

TEL.03-5256-8311

FAX.03-5256-8312※改良のため、仕様等は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

- 13 -