技術紹介

溶接作業用保護具のフィットテスト
矢野勝之 *1

Yano Katsuyuki

2021 年 4 月 1 日に特定化学物質障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号）が改正・施行された。これによって屋内作業場で継続して金属アーク溶接作業を行う事業者に対して、面体を有する呼吸用保護具のフィットテストを年 1 回、定期的に実施することが義務付けられた。本稿ではフィットテストに関する規則や実施方法を紹介する。
キーワード：呼吸用保護具フィットテスト、溶接ヒューム、金属アーク溶接

1. はじめに

2. 定量的フィットテストと定性的フィットテスト

面体を有する呼吸用保護具は顔に密着（フィッJIS T 8150：2021「呼吸用保護具の選択、使用及ト）していなければ適切な性能を得ることができび保守管理方法」 で定められているフィットテない。フィットテストとは呼吸用保護具のサイストには、装置を用いて測定する定量的フィットズ、形状、装着状態などが適切で漏れがなく顔とテストと、人の感覚により合否を判定する定性的密着しているかを評価する方法である。特定化学

フィットテストの 2 種類の方法がある。

（1）

物質障害予防規則におけるフィットテスト関連規定量的フィットテストとは、面体接顔部からの定を表 1 に示す。

漏れ量を図 1 で示す装置（以下、フィットテス
表1

フィットテストに関する規定（特定化学物質障害予防規則より）
項目

規定内容
次の作業を継続して屋内作業場で行う場合① 金属をアーク溶接する作業② アークを用いて金属を溶断する作業③ ガウジングする作業④ その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業

フィットテスト実施の対象となる作業

フィットテストの対象となる呼吸用保護具

面体を有する呼吸用保護具

フィットテストの頻度

1 年以内ごとに 1 回、定期的に実施
また、面体の密着性に影響を与えるおそれがある以下のような変化があった場合 随時実施
① 体重の著しい変化② 面体が密着する顔の部分の傷跡、手術などによる変化③ 歯の変化④ 着用者の不快感

フィットテストの記録の保存期間

3 年間

フィットテストの方法

JIS T 8150:2021 で規定する方法*1：計測事業部

化学・材料部

相生グループ

主査

第一種作業環境測定士—18—

部からの漏れを判定する方法である。
表 2 に示すように呼吸用保護具の面体の種類にテスター本体より要求されるフィットファクタと使用できるフィットテストの種類が異なる。全面形面体の保護具ではフィットファクタ 500 を要し、定量的フィットテストで行う必要がある。半面形面体の保護具ではフィットファクタ 100 を要し、定量的フィットテストと定性的フィットテストの双方が粒子発生機

図1

採用できる。

マスクフィットテスターの例（1）

3. フィットテストの実施（日本カノマックス社製 AccuFIT9000 PRO）

3.1 定量的フィットテスト
ター）で測定する方法である。測定結果はフィッ

定量的フィットテストでは、図 2 に示す呼吸用トファクタとして表示され、漏れの程度を具体的保護具に対応した専用のサンプリングアダプターな数値で確認することができる。フィットファクの取り付けが必要となる。呼吸用保護具に装着しタについて保護具の内側（顔側）と外側（環境側）のたアダプターとフィットテスターをチューブで接粉じん濃度の比であり、漏れがないほど数値は高続し、保護具面体内側における粉じん濃度測定をくなる。詳細は 3 章で述べる。

実施する。同時に、被験者の呼吸域に配置した定性的フィットテストとは、甘味を持つサッカ

チューブから保護具面体外側における粉じん濃度

リンまたは苦みを持つビトレックスの溶液を試験を測定する。フィットテスターと保護具の接続例

物質として用い、人間の味覚を利用して面体接顔を図 3 に示す。測定した内側および外側の粉じん

表2

要求フィットファクタ及び適用可能なフィットテスト方法

面体の種類

フィットテスト 適用可否〇：適用可 ×：適用不可

要求される
フィットファクタ

定性的フィットテスト

定量的フィットテスト

500×〇

100〇〇

全面形面体

目、口、鼻を覆うもの

半面形面体

口、鼻を覆うもの—19—

IIC REVIEW/2023/04. No.69

濃度から、次の式（1）によってフィットファクタ（FF）を算出する。
接続チューブFF = Cout/Cin（1）

Cout ：外側の粉じん濃度
Cin ：面体内側の粉じん濃度

サンプリング
アダプター

この際、面体の内外で十分な粉じん濃度差が生じさせるためには、フィットテスト実施環境の粉じん濃度は高い必要がある。そこで、風の影響を受けない室内で粒子発生機を用いて模擬粉じんを

図2

フィットテストアダプターの装着例

発生させることでフィットテストに適した環境を（興研社製 1005 シリーズ用）作っている。
実際のフィットテストでは、溶接作業動作による面体と顔の密着性の変化を想定して複数の動作が定められている。各動作を一定時間継続しながらフィットファクタを測定し、それらの値から総合的なフィットファクタを算出する。
定量的フィットテストには 7 通り動作を行う標準の定量的フィットテストと、4 通り動作で評価する短縮定量フィットテストがある。標準テストの測定時間が 7 分以上かかるのに対し、短縮テス
トは約 2.5 分で完了するが、短縮テストには感度の高い「凝縮核カウンタ方式」の装置が必要となる。表 3 に標準の定量的フィットテストと短縮定量フィットテストに定められた動作と継続時間を図3示す。

フィットテスターと保護具の接続例
表3
順序

フィットテスト時の動作と時間動作（継続時間）標準定量、定性短縮定量1

通常の呼吸（1 分）

前屈（50 秒）2

深呼吸（1 分）

その場の駆け足（30 秒）

3

頭を左右に回す（1 分）

頭を左右に回す（30 秒）

4

頭を上下に動かす（1 分）

頭を上下に動かす（39 秒）

5

発声（1 分）—6

前屈（1 分）—7

通常の呼吸（1 分）—

合計時間7分

2 分 29 秒

標準定量の場合、動作を行う時間は所定の時間以上—

20—

3.2 定性的フィットテスト

から喫煙や飲食を避けることが望ましい。

定性的フィットテストは頭部を覆うフィットテ

5. おわりにスト用フードを被り、その中に甘味または苦みを作業者を作業場の有害物質から守り健康被害を持つ試験物質を噴霧して実施する。
ここで、味覚の強さは個人により差があるので、防ぐためには、呼吸用保護具を適切に装着し本来被験者が保護具を装着していない状態で噴霧器での性能を発揮させることが重要である。フィットエアロゾル化した試験物質の味を感じるまでの噴テストは、面体を有する呼吸用保護具が適切に装霧回数をしきい値として定める。フード内の試験着されているかを判定するために有効な手段であ物質濃度を、味覚のしきい値に基づいた噴霧回数る。

により調整し、標準の定量的フィットテストと同様フィットテストは実施すれば必ず合格するわけの動作する。この際、試験物質の味を感じなけれではない。繰り返し測定を行っても不合格となる

ば、「フィットファクタは 100 以上」と判定される。

被験者も存在する。当社では、短縮定量的フィットテストに対応し、より迅速に正確なフィット（2）4. フィットテスト合否に係る要因

フ ァ ク タ 測 定 が で き る 装 置 を 導 入 し た。 こ のフィットテストに合格するためには、適切なフィットテスターを用いて呼吸用保護具の装着位フィットが得られる面体の型式やサイズの選択が置やしめひもの調整による変化を確認すること重要となる。また、呼吸用保護具に対して、面体で、装着のトレーニングやトラブルシューティンの装着手順や装着位置、しめひもの調整や締め具グをすることが可能である。呼吸用保護具に関す合、フィルタの取り付けや排気弁の清掃など使用る知識の蓄積や、高性能なフィットテスターの機方法やメンテナンスに関する正しい知識が必要と能を活用することでフィットテスト不合格者 0 をされる。そのため、合格には装着トレーニングを目指す。

行うことが重要である。

参考文献

なお、フィットテスト直前の喫煙や飲食は不合格の要因となる場合がある。定量的フィットテス

（1） JIS T 8150：2021：呼吸用保護具の選択、使用

トでは、喫煙によって呼吸器内に滞留した煙が呼及び保守管理方法：「7.4 フィットテスト」お吸用保護具内の粉じんとしてカウントされる場合よび「附属書 JD フィットテスト手順」があり、定性的フィットテストでも、直前の飲食（2） 公益社団法人日本保安用品協会：呼吸用保護で甘味や苦みに慣れることで結果に影響を与える

具フィットテスト実施マニュアル、pp.4-5、ことがある。以上より、フィットテストの 30 分前

pp.11-33

計測事業部 化学・材料部
相生グループ 主査
第一種作業環境測定士

矢野 勝之
TEL. 0791-24-2673
FAX. 0791-24-2798—21—

IIC REVIEW/2023/04. No.69