表紙

取扱説明書

TopLayout Ver.3.0

2108（12L）

はじめに
このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
･ ご使用の前に、巻末の使用許諾契約書を必ずお読みください。
･ ご使用に際しては、この取扱説明書をよくお読みいただき、常に適切な取り扱いと正しい操作でご使用くださいますようお願いいたします。
･ 扱いやすく、より良い製品をお届けするため、常に研究・開発を行っております。製品の外観および仕様は、改良のため、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
･ 本書の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
･ 本ソフトウェア使用に際して生ずる利益または損失について、株式会社トプコン（以下「弊社」といいます）は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
･ 弊社は、本書に関し、日本国内における譲渡不能の非独占利用の権利をお客様に許諾し、お客様もご同意いただくものとします。
･ 本書の全部または一部の無断複写複製を禁じます。（著作権法上の例外を除きます）･ お客様に本書の改変、改良、翻訳等の二次的著作物の作成および利用することについては許諾いたしません。
●記号について本書では、説明の中で次のような記号を使っています。
〈ウィンドウ〉など：ウィンドウのタイトルを示します。

【設定】など：各ウィンドウに表示されているボタンを示します。

「現場名」など：各ウィンドウに表示されている内容を示します。

：使用上の注意事項や重要な情報を示します。

：参照する説明書および章タイトルを示します。

：補足説明を示します。

: 用語や測定方法の解説を示します。

●本書の記述について
本書で使用している用語の定義や記載内容のルールは以下のとおりです。
･ 特に記載がない限り「LN」は LN-100 シリーズ /LN-150 シリーズを意味します。
･ 画面のデザインは、ご使用になるコントローラーにより異なる場合があります。
･ Google、Android、Google Play、Gmail は Google LLC の商標または登録商標です。
･ Apple、は、Apple Inc. の商標です。
･ App Store、iCloud は、Apple Inc. のサービスマークです。
･ Bluetooth? は Bluetooth SIG. INC. の登録商標です。
･ Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
･ その他、本書中の社名や商品名は各社の商標または登録商標です。
●免責事項について･ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
･ 本機器の使用または使用不能から生じた付随的な損害（データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
･ 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
･ 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

－i－

目

次

1. 初めてお使いになるときに .............................................. 1
1.1
1.2
1.3

インストールとアンインストール ............................................... 1
起動と終了 ................................................................... 3
タッチスクリーン上の操作 ..................................................... 4

2. 設定 .................................................................. 5
2.1
2.2

TopLayout の設定 ............................................................. 5
LN との接続設定 .............................................................. 93. 杭打ちを行う ......................................................... 11
3.1
3.2

設計データを作成する ........................................................ 11
杭打ちを行う ................................................................ 12

4. 放射観測 ............................................................. 27
4.1

放射観測を行う .............................................................. 27

5. マップでの表示と操作 ................................................. 35
5.1
5.2

マップでの表示 .............................................................. 35
マップでの操作 .............................................................. 37

6. 器械点設置 ........................................................... 41
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

後方交会 .................................................................... 41
基準軸（原点と基準軸）測定 .................................................. 45
後視点（既知点）測定 ........................................................ 47
後視点（原点での基準軸）測定 ................................................ 50
前回の器械点を使用 .......................................................... 51

7. 測定データの出力 ..................................................... 52
7.1

測定データを出力する ........................................................ 52

8.LN ファームウェアのアップデート ....................................... 54
8.1
8.2
8.3

ファームウェアバージョンの確認 .............................................. 54
LN ファームウェアのダウンロード ............................................. 55
LN ファームウェアのバージョンアップ ......................................... 57

9. 点検 ................................................................. 61
10. 警告・エラーメッセージ .............................................. 65
使用許諾契約書 ......................................................... 66
目次－ ii －

1 . 初めてお使いになるときにここでは LN を最初にお使いになるときの設定や、関連するアプリケーションのインストール方法について説明します。

1.1

インストールとアンインストール

TopLayout はコントローラーにインストールして使用します。

1.1.1

動作環境

TopLayout の動作環境は以下の通りです。

■ Android
対応 OS

Google Android プラットフォーム
Android OS 7.x 以降

コントローラーの 75MB 以上の空き容量
空き容量

■ iOS
対応 OS

iOS 12.x ～ 13.x

コントローラーの 35MB 以上の空き容量
空き容量


･ 動作確認コントローラーは、Google Play および App Store の本アプリケーションダウンロード
ページをご覧ください。
･ 本アプリケーションは縦画面表示専用です。画面の自動回転機能を無効にしてご使用ください。

1.1.2

インストール■ Android
Play ストアアプリから TopLayout をインストールします。

･ コントローラーがインターネットに接続できる状態でインストールを行ってください。
お使いの Andoroid 端末で、以下の QR コードを読み込むか、Play ストアアプリから〔TopLayout〕
で検索して、アプリケーションをインストールしてください。

－1－1. 初めてお使いになるときに･ Play ストアやインストール方法の詳細は、Google のサポートホームページ（https://support.google.com）を参照ください。

■ iOS
App Store アプリから TopLayout をインストールします。

･ コントローラーがインターネットに接続できる状態でインストールを行ってください。
お使いの iOS 端末で、以下の QR コードを読み込むか、App Store アプリから〔TopLayout〕で検索して、アプリケーションをインストールしてください。

･ App Store アプリやインストール方法の詳細は、Apple のサポートホームページ（https://support.apple.com）を参照ください。

1.1.3

アンインストール■ Android
Google Play ストアのマイアプリからアンインストールできます。
「設定」のアプリケーションに関する項目からもアンインストールできます。

 詳細はご使用になるコントローラーの取扱説明書を参照ください。
TopLayout アイコンをロングタップします。表示されたメニューから「アンインストール」を選択してください。

■ iOS
TopLayout アイコンをロングタップします。表示された削除ボタン「×」をタップしてください。

 詳細はご使用になるコントローラーの取扱説明書を参照ください。

－2－

1. 初めてお使いになるときに

1.2

起動と終了

コントローラーでアイコンをタップすると TopLayout が起動して、トップメニューを表示します。

終了するときは、タスクボタンを押して、最近使用したアプリの一覧を表示します。終了させるアプリを横へフリックしてください。

 詳細はご使用になるコントローラーの取扱説明書を参照ください。

－3－

1. 初めてお使いになるときに

1.3

タッチスクリーン上の操作

コントローラーのタッチスクリーンで行う操作、およびその名称は以下の通りです。
タップ

アイコンやボタンを軽く 1 回押すこと

ロングタップ タッチスクリーンに指で触れて、数秒間そのままにする
（長押し）
こと

フリック
（スワイプ）

タッチスクリーンに指で触れて、軽く払う動作をすることドラッグ

タッチスクリーンに指を押し付けたまま目的の位置までなぞって、指を離す動作をすることピンチ

画面に 2 本の指で触れ、指の間隔を開いたり（ピンチア
ウト）、閉じたり（ピンチイン）すること

ピンチアウトピンチイン 詳細はご使用になるコントローラーの取扱説明書を参照ください。

－4－

2 . 設定
2.1

TopLayout の設定

観測に使用するターゲットや精度、気象条件などの設定を行います。

･ TopLayout のバージョンアップ後は、各種設定を確認してからご使用ください。
バージョンアップ後の初回起動時には、以下のメッセージを表示します。

1 メインメニューから【設定】をタップする

2 設定する
設定可能な項目は次頁の通りです。

－5－

2. 設定

環境設定
名

称

通信方法

説

明

LN との通信に使用する無線方式を設定します。
（WLAN ／ Bluetooth）

･ LN の「無線方式切替スイッチ」と同じ設定にします。
･ Bluetooth 接続は、Android OS のみご利用頂けます。
ファームウェア

LN 本体のファームウェアのバージョン番号の確認や更新を行います。

プリズム

観測に使用するターゲットの種類を設定します。
（ATP2/ATP2S ／その他のプリズム）･「ATP2/ATP2S」を選択した場合、プリズム定数（-7）は自動的に設定され、測定値が補正されます。「その他のプリズム」を選択した場合は、プリズム定数の設定が必要です。
プリズム定数（補正値） 観測に使用するターゲットのプリズ
ム定数補正値を設定します。（-99 ～99）（「プリズム」で「その他のプリズム」
を選択したときのみ表示）

･ 反射プリズムには、それぞれプリズム定数があります。使用する反射プ
リズムのプリズム定数補正値を設定してください。プリズム定数の符号（＋ / －）を反転したものがプリズム定数補正値になります。（プリズム
定数 40mm の場合は、補正値 -40mm を入力してください。
）
杭打ち精度制限

杭打ちを行うときの設計データからの誤差許容値です。マップでの杭打ち
誘導時に円で表示されます。
（設定可能範囲：0.001 ～ 0.500m）

ガイドライトパターン

パターン 1/ パターン 2

ガイドライト光量

暗い / 普通 / 明るい ガイドライトの状態と意味：「 ガイドライト」



－6－

AP66

100mm

50mm

50

50

50

50

50

50

50mm

･ プリズムを測定するときは、プリズムを LN へ向けて正対さ
せてください。
ミラー高を設定する際は、左図の寸法を参考としてください。

ATP2S：
50mm

ATP2：

2. 設定補正
名称

標高縮尺補正説

明

平均標高と縮尺係数による補正の有無を選択します。
チェックボックスを ON にすると「平均標高」と「縮尺」が入力できるよ
うになります。

平均標高

現場の平均標高を入力します。（-9999 ～ 9999m）

縮尺

縮尺係数を入力します。（0.50000000 ～ 2.00000000）


･ 標高縮尺補正
本アプリケーションは、測定により得られた斜距離をもとにして、計算により水平距離を表示
しています。
「標高縮尺補正」の設定により、水平距離は以下の距離を表示します。
チェックボックス OFF
標高補正および縮尺係数を反映していない距離（現場距離）
チェックボックス ON
現場距離に標高補正および縮尺係数を反映した平面直角座標系上の距離（平面距離）୵ᠾᫌး‫ک‬ᠾᫌ
ੵफᠾᫌࢲᬂᄽᜏ࣋ൈጕ
ࢲᬂᠾᫌࢲ٫๜ᬂ

高い標高で測定するときは地球の曲率の影響を受けるため、標高補正を行うことを推奨します。
球面距離は、以下の式で算出されます。
R( HDg ) = -------------------- × HD
(R + H)
R= 地球の平均曲率半径（6,371,000ｍ）
H= 平均標高
HDg= 球面距離
HD= 水平距離

観測条件設定
名

称

説

明

気温

観測時の気温を入力します。（-30 ～ 60 ℃）

気圧

観測時の気圧を入力します。（500 ～ 1400hPa）－7－

2. 設定オプション
観測に使用する単位の設定をします。

単位
名

称

説

距離

メートル / ミリメートル

角度

度分秒

気温

℃

気圧

hPa/mmHg

設定後、をタップすると直前の画面に戻ります。

－8－明2. 設定2.2

LN との接続設定

コントローラーから LN を操作するためには、無線 LAN 接続／ Bluetooth 接続の設定が必要です。

2.2.1

無線 LAN 接続の場合

無線 LAN 接続の接続モードやセキュリティの設定をあらかじめ設定する必要があります。専用の設定
ソフト「WLAN Config for LN-100」から設定してください。

 詳細は「WLAN Config for LN-100 取扱説明書」を参照ください。

ི፷ ÌÁÎ ૚ፖɽʽʒʷ˂ʳ˂ÌÎ■ Android(1) ホーム画面から、【設定】－「ネットワークとインターネット」－「Wi-Fi」の順にタップする(2) 「Wi-Fi」をオンにする(3) 接続先を選択して、「< 設定」をタップする


･ 表示される情報は、無線LAN機器のSSIDとセキュリティ方式です。
(4) アプリを TopLayout に切り替える
自動的に LN へ接続します。

－9－

2. 設定■ iOS(1) ホーム画面から、【設定】－「Wi-Fi」の順にタップする(2) 「Wi-Fi」をオンにする(3) 接続先を選択して、「< 設定」をタップする


･ 表示される情報は、無線LAN機器のSSIDとセキュリティ方式です。
(4) アプリを TopLayout に切り替える
自動的に LN へ接続します。

2.2.2

Bluetooth 接続の場合

･ Bluetooth 接続は、Android OS のみご利用頂けます。

Bluetooth 接続を行う場合は、事前にコントローラーと LN とのペアリングを行ってください。

 ペアリングの方法は、ご使用になるコントローラーの 取扱説明書を参照ください。

－ 10 －

3 . 杭打ちを行う
LN を使った杭打ちの基本的な操作について説明します。
あらかじめコントローラーに登録した目標の座標点（杭打ち点）をもとに、LN の誘導によってター
ゲットを移動して、目的の杭打ち点を決定します。
現場の作成/選択
設計データの登録

設計データの作成
ʉ˂ɼʍʒ

観測方法の選択
接続先の選択ÌÎɽʽʒʷ˂ʳ˂

器械点の設定杭打ち点の選択ిੜȴཟ

杭打ちの誘導/記録

3.1

‫ب‬ಽཟ

設計データを作成する

杭打ち点の座標を記録した設計データを作成します。
設計データは以下の書式で記述されている必要があります。
点名 , X 座標 , Y 座標 , H 座標
（カンマ区切り：CSV フォーマット）
例：
point_01,86.689,92.461,99.987
point_02,87.517,92.588,100.030
point_03,92.907,93.308,99.982
point_04,93.661,87.902,100.108


･ 各座標の数値は、設定している距離単位で記述してください。

単位の確認：「2. 設定」･ 点名に設定可能な文字数は、半角英数 16 文字までです。
･ 設計データの作成には、表計算ソフトやテキストエディターなどをご使用ください。
･ 設計データは、杭打ち作業を始める前にコントローラーに保存してください。

－ 11 －

3. 杭打ちを行う

3.2

杭打ちを行う1 現場を作成 / 選択するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް(1) 「現場名」のフィールドをタップする(2) 新たに現場を作成する【新規作成】をタップして現場名を入力します。入力後、【OK】をタップしてください。

･ ここで入力した現場名は、測定データを出力するときのファイル名として使用されます。ご使用になる OS や表示言語によっては、ファイル名に使用できない文字があります。
本ソフトウェアでファイル名に使用する文字は、下記を推奨しています。
アルファベット ：a ～ z、A ～ Z
数字：0 ～ 9記号：_（アンダースコア）
これら以外にも使用可能な文字もありますが、不具合の原因になる可能性があります。
(3) 既存の現場から選択する
使用する現場名をタップしてください。

－ 12 －

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

3. 杭打ちを行う


･ 現場内のデータを確認する場合はをタップして、デー

タ形式（設計点データ / 放射観測点データ / 杭打ち済み点データ）を選択します。選択した形式のデータを一覧で表示します。

･ 現場名をロングタップすると、既存の現場の編集や削除を行えます。

2 設計データを登録するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

設計データを現場に登録するには、以下の方法があります。
･･･

設計データファイルをコントローラーへ読み込む
コントローラーから杭打ち点の座標を入力する
放射観測の観測結果を設計データに追加する■設計データファイルをコントローラーへ読み込む
設計データファイルを現在の現場に読み込みます。
設計データファイルを初めて読み込む場合と 以前に読み込んでいる場合では、手順が異なります。

･ ファイルを入力するときは、設計データで使用している距離単位と TopLayout で設定している距
離単位が同じであることを確認してください。誤った距離単位を使用した場合は、正しい測定結果が得られません。

単位の確認：「2. 設定」
･ 設計データのファイル名の文字数は、半角英数 20 文字＋拡張子（.csv または .sim）を推奨します。
･ 本ソフトウェアでファイル名に使用する文字は、下記を推奨しています。
アルファベット： ：a ～ z、A ～ Z
数字：：0 ～ 9記号：：_（アンダースコア）
これら以外にも使用可能な文字もありますが、不具合の原因になる可能性があります。

－ 13 －

3. 杭打ちを行う

A.

初めて読み込む設計データファイルの場合：■ Android･ ファイルマネージャーアプリをご使用ください。
･ 設計データファイルは、内蔵メモリー、またはコントローラーにマウントされた外部メモリー等の任意のフォルダー※ にあらかじめ保存してください。コントローラー内のCSV形式およびSIMA
形式のファイルを自動的に抽出し、入力可能なファイルとして表示します。
※Topcon フォルダー（/sdcard/Topcon/ など）を除く(1) 設計データファイルを保存しているフォルダーを表示してから、ファイルをタップする。

(2) 【1 回のみ】をタップする。

TopLayout が起動して、入力するファイルの選択肢として表示されます。

－ 14 －

3. 杭打ちを行う■ iOS
Gmail アプリから取り込む場合：
あらかじめ設計データファイルを Gmail アプリで受信してください。
(1) Gmail アプリを起動する。
(2) メールの添付ファイルをタップする。

(3)をタップしてから、【TopLayout にコピー】をタップする。

･ 一覧にアイコンがない場合は、【その他 …】をタップして、候補から選択してください。

iCloud Drive から取り込む場合：
あらかじめ設計データファイルを iCloud Drive に保存してください。
(1) ファイルアプリを起動する。
(2) iCloud Drive を選択してから、設計データファイルをタッ
プする。
(3)

をタップしてから、【TopLayout にコピー】をタップする。

･ 一覧にアイコンがない場合は、【その他 …】をタップして、候補から選択してください。

－ 15 －

3. 杭打ちを行う

B.

以前にに読み込んでいる設計データファイルの場合(1) トップメニューで【入力】をタップする(2) 読み込むファイルの種類を選択する【座標データファイル】を選択します。

(3) 読み込むファイルを選択する
現場に読み込む設計データを CSV 形式 /SIMA 形式ファイルの一覧から選択します。

読み込みが完了するとトップメニューに戻ります。

･ 読み込んだファイルを削除する場合は、削除したいファイル
を一覧でロングタップします。表示されるメニューから【削除】をタップしてください。

－ 16 －

3. 杭打ちを行う■コントローラーから杭打ち点の座標を入力する(1) トップメニューで【入力】をタップする(2) 読み込むファイルの種類を選択する【座標手入力】を選択します。

(3) 設計点の座標を入力する
入力後、【OK】をタップしてください。
登録が完了するとトップメニューに戻ります。

･「連続登録」のチェックボックスを ON にして【OK】をタップすると、連続して次の設計点を入力できます。
･ 各座標の数値は、設定している距離単位で記述してください。

単位の確認：「2. 設定」･ 点名に設定可能な文字数は、半角英数 16 文字までです。

－ 17 －

3. 杭打ちを行う■放射観測の観測結果を設計データに追加する「杭打ち点データに追加」のチェックが ON になっていると、自動的に設計データへ追加されます。

放射観測の手順：「4. 放射観測」

3 トップメニューで【杭打ち】をタップするး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

－ 18 －‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

3. 杭打ちを行う

4 LN へ接続するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

コントローラーからあらかじめ設定した LN、または無線 LAN のアクセスポイントへ接続を開始します。

･ 無線 LAN 接続の設定を変更する場合は、事前にコントローラーから設定を行ってください。

 無線 LAN の設定：WLAN Config for LN-100 取扱説明書･ Bluetooth 接続を行う場合は、事前にコントローラーと LN とのペアリングを行ってください。

 ペアリングの方法は、ご使用になるコントローラーの 取扱説明書を参照ください。
･ Bluetooth 接続は、Android OS のみご利用頂けます。
無線 LAN 接続の場合：(1) 【接続開始】をタップします。

･ LN との接続設定を行っていない場合や、接続先の LN を変更する場合は、【OS 設定画面を開く】をタップします。
a接続先の設定：「2.2 LNとの接続設定」

Bluetooth 接続の場合：(1) 【器械を検索します。
】をタップします。

(2) 接続先を選択して、【OK】をタップします。

ペアリングを行っていない LN を使用する場合は、【デバイスのペアリング】をタップします。

－ 19 －

3. 杭打ちを行う

5 器械点を設定する
း‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

LN を設置した位置座標と向きを設定します。
･ 4 種類の方法から設定可能です。前回使用した器械点を使用することもできます。

 器械点設置の手順詳細：「6. 器械点設置」

･ 同一の現場で設置位置を変更していない場合は、「前回の設定を使用」が選択できるようになります。前回の器械点の設定を、そのまま使用することもできます。
･ 現場を変更して器械点の設定を行ってしまうと、この選択肢は表示されなくなります。

設定方法
後方交会

説

明

2 つ以上の既知点を測定し、器械を設置した位置を求めます。

「6.1. 後方交会」
基準軸（原点と基準軸）測定

原点と基準軸上の点を測定し、器械を設置した位置を求めます。

「6.2. 基準軸（原点と基準軸）測定」
後視点（既知点）測定

器械を既知点に設置し、既知点を測定して器械を設置した位置を求めます。

「6.3. 後視点（既知点）測定」
後視点（原点での基準軸）測定器械を原点に設置し、基準軸上の点を測定して器械を設置した位置を求めます。

「6.4. 後視点（原点での基準軸）測定」
前回の器械点を使用

前回使用した器械点の設定をそのまま使用します。

「6.5. 前回の器械点を使用」－ 20 －

3. 杭打ちを行う■後視点の測定手順
後視点の測定は以下の手順で行います。
(1) 測定の設定をする
選択した設定方法により、設定する項目が異なります。

 「6. 器械点設置」(2) ターゲットを追尾させる
をタップします。

ターゲットを LN の方向に向けて、をタップします。
ターゲットを捕捉すると、タイトルバーのアイコンがに変わります。

ターゲットを捕捉したら、戻ります。

をタップして前の画面に

･ LN がターゲットのサーチ可能範囲外を向いている場合は、
画面下部の旋回ボタンを操作してターゲット方向へ振り向
かせてください。

 サーチ方法と旋回ボタンの詳細：「5.2.2 追尾 / 旋回操作」(3) 後視点を測定する【OK】をタップすると、測定値を記録します。

－ 21 －

3. 杭打ちを行う

6 杭打ち点を選択するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

器械点の設定が終わると、＜杭打ち点選択画面＞を表示します。設計データの中から実際に杭打ちする点を選択します。
(1) 使用する杭打ち点をタップする
選択された杭打ち点にはがつきます。

杭打ちを行っていない点には杭打ち済みの点には名がつきます。

がつきます。

称

説

明

【全選択】

全ての設計点を選択状態にします。

【全選択解除】選択されている設計点を未選択状態へ戻します。

※ 器械設置時に測定した器械点や後視点の測定データも含みます。

･ 点名入力による絞込み「絞り込み」のフィールドに文字を入力すると、点名の先頭の部分が一致する点のみを候補として表示します。
･

をタップすると一覧の先頭、プすると一覧の最後を表示します。

をタッ

表示例
(2) 選択後、【OK】をタップする－ 22 －

3. 杭打ちを行う

7 杭打ちを開始するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜫ᜛ʑ˂ʉ
Ɂᄊ᧸

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ిੜȴཟɁ
ᤣ੻

ిੜȴɁ
᝗߳ ¯ ᜤ᧸

杭打ち点の選択を終えると、LN は杭打ち点への誘導を開始します。
LN は設計データを元に 1 点目の杭打ち点に向かって旋回し、コントローラーには器械点と杭打ち点の位置関係を示すマップを表示します。

操作用アイコンコンパス

LNが向いている方向
LN（器械点）

杭打ち点（設計点）
後視点
杭打ち点を変更

プリズム定数補正値
ミラー高
･ 器械点から伸びるラインは、LN が向いている方向をあらわしています。
･ LN は杭打ち方向に向いて、縦方向にのみサーチした状態（待ちます。
･ 誘導先の杭打ち点を変更する場合は、（逆送り）/）で範囲内にプリズムが入るのを（順送り）をタップしてください。

･ 任意の点の杭打ちを行う場合は、マップからその点の詳細情報を表示して【杭打ち】をタップします。杭打ち後は、設計データ登録時の順番に戻って作業を続行します。

 「5.1.3 マップ上の点の詳細情報」･ コンパスの指針（N）は基準軸の向きを示しています。ターゲットを追尾していないときは、指針（N）は上を示します。ターゲットの追尾中は、指針（N）は現況に応じて回転します。

 マップ操作の詳細：「5. マップでの表示と操作」

･ 杭打ち点までの距離が 100m を超える場合は、杭打ちを行うことができません。杭打ち点を変更して作業を続けてください。

－ 23 －

3. 杭打ちを行う

 ガイドライトɶɮʓʳɮʒ

･ ガイドライトは、ライトの点滅で LN の状態を遠くからでも知ることができ、ライトの点滅と色でターゲットの移動指示ができるので、ターゲットの移動が効率的に行えます。

፲ ガイドライトの設定：「5.2.2 追尾 / 旋回操作」

ɶɮʓʳɮʒඩᬂɛɝ
᛻Ȳ‫ک‬ն

■ガイドライトの状態と意味
パターン 1 選択時･ LN の状態
ガイドライトの状態意

点灯（赤と緑同時）

サーチ中速い点滅（赤と緑同時）

自動追尾中（予測動作を含む）

遅い点滅（赤と緑同時）

ガイドライト ON 状態で待機中

消灯

ガイドライト OFF 状態で待機中

味･ 杭打ち時のポールの移動方向
ガイドライトの状態

意

味

赤が見えたときポールマンから見て、左方向にターゲットを移動

緑が見えたときポールマンから見て、右方向にターゲットを移動

赤と緑の両方が見えたとき左右位置が合っているパターン 2 選択時･ LN の状態
ガイドライトの状態

意

点灯（赤）と点滅（緑）

サーチ中速い点滅（赤と緑同時 ※）自動追尾中（予測動作を含む）

遅い点滅（赤と緑同時 ※）ガイドライト ON 状態で待機中

消灯

ガイドライト OFF 状態で待機中

味※ 緑ライトは、赤ライトよりも点滅時のライト ON の時間が短くなります。
･ 杭打ち時のポールの移動方向
ガイドライトの状態意

味点灯（赤）が見えたとき

ポールマンから見て、左方向にターゲットを移動

点滅（緑）が見えたとき

ポールマンから見て、右方向にターゲットを移動

点灯（赤）と点滅（緑）の両方が見えたとき左右位置が合っている－ 24 －

ᠣ

3. 杭打ちを行う(1) 杭打ち点へターゲットを移動する
杭打ち点の方向を示す矢印と距離を参考にして、ターゲッ
トを杭打ち点へ移動します。
･

をタップすると、サーチを中断して誘導動作を停止します。もう一度タップすると、最初の杭打ち点から誘導を開始します。

･ 矢印はコントローラーを LN に向けて持ったときの移動方向です。右図では後方に下がることを意味しています。

杭打ち点までの距離が 1m 以下になると、画面は詳細表示になります。
中央の円は、設定の「杭打ち精度制限」で設定した範囲です。この円内に入るようにターゲットを移動させてください。

－ 25 －

3. 杭打ちを行う

･ 誘導の表示は、設計点までの距離によって拡大されます。

(2) 【記録】を押して、杭打ち点の座標を記録する
LN は次の設計点に向かって旋回します。マップには次の設計点に向かって矢印を表示します。
･ 手順（1）～（2）を繰り返し、選択した設計点の杭打ち作業を行ってください。
･ 作業を終了する場合は、を押してください。

－ 26 －

4 . 放射観測
LN を使った放射観測の基本的な操作について説明します。
放射観測では、作業現場に設置した LN からターゲットを測定して座標を求めます。
ʉ˂ɼʍʒ

現場の作成/選択
観測方法の選択ÌÎɽʽʒʷ˂ʳ˂

接続先の選択器械点の設定
観

ᄻൈཟ

測
‫ب‬ಽཟ

記

4.1

録

放射観測を行う

1 現場を作成 / 選択するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް(1) 「現場名」のフィールドをタップする＜現場選択＞を表示します。

－ 27 －

ᜊǽລᜤǽ᧸

4. 放射観測(2) 新たに現場を作成する【新規作成】をタップして現場名を入力します。入力後、【OK】をタップしてください。

･ ここで入力した現場名は、測定データを出力するときのファイル名として使用されます。ご使用になる OS や表示言語によっては、ファイル名に使用できない文字があります。
本ソフトウェアでファイル名に使用する文字は、下記を推奨しています。
アルファベット ：a ～ z、A ～ Z
数字：0 ～ 9記号：_（アンダースコア）
これら以外にも使用可能な文字もありますが、不具合の原因になる可能性があります。

(3) 既存の現場から選択する
使用する現場名をタップしてください。

･ 現場内のデータを確認する場合はをタップして、デー

タ形式（設計点データ / 放射観測点データ / 杭打ち済み点データ）を選択します。選択した形式のデータを一覧で表示します。

･ 現場名をロングタップすると、既存の現場の編集や削除を行えます。

－ 28 －

4. 放射観測2 トップメニューで【放射観測】をタップするး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ᜊǽລ

ᜤǽ᧸

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ᜊǽລ

ᜤǽ᧸

3 LN へ接続するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜊລ஁ศɁᤣ੻

コントローラーからあらかじめ設定した LN、または無線 LAN のアクセスポイントへ接続を開始します。

･ 無線 LAN 接続の設定を変更する場合は、事前にコントローラーから設定を行ってください。

 無線 LAN の設定：WLAN Config for LN-100 取扱説明書･ Bluetooth 接続を行う場合は、事前にコントローラーと LN とのペアリングを行ってください。

 ペアリングの方法は、ご使用になるコントローラーの 取扱説明書を参照ください。
･ Bluetooth 接続は、Android OS のみご利用頂けます。
無線 LAN 接続の場合：(1) 【接続開始】をタップします。

･ LN との接続設定を行っていない場合や、接続先の LN を変更する場合は、【OS 設定画面を開く】をタップします。

接続先の設定：「2.2 LNとの接続設定」－ 29 －

4. 放射観測

Bluetooth 接続の場合：(1) 【器械を検索します。
】をタップします。

(2) 接続先を選択して、【OK】をタップします。

ペアリングを行っていない LN を使用する場合は、【デバイスのペアリング】をタップします。

4 器械点を設定する
း‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫްᜊǽລ

LN を設置した位置座標と向きを設定します。
･ 4 種類の方法から設定可能です。

 器械点設置の手順詳細：「6. 器械点設置」

･ 同一の現場で設置位置を変更していない場合は、「前回の設定を使用」が選択できるようになります。前回の器械点の設定を、そのまま使用することもできます。
･ 現場を変更して器械点の設定を行ってしまうと、この選択肢は表示されなくなります。

－ 30 －

ᜤǽ᧸

4. 放射観測

設定方法
後方交会

説

明

2 つ以上の既知点を測定し、器械を設置した位置を求めます。

「6.1. 後方交会」
基準軸（原点と基準軸）測定

原点と基準軸上の点を測定し、器械を設置した位置を求めます。

「6.2. 基準軸（原点と基準軸）測定」
後視点（既知点）測定

器械を既知点に設置し、既知点を測定して器械を設置した位置を求めます。

「6.3. 後視点（既知点）測定」
後視点（原点での基準軸）測定 器械を原点に設置し、基準軸上の点を測定して器械を設置した
位置を求めます。

「6.4. 後視点（原点での基準軸）測定」
前回の器械点を使用

前回使用した器械点の設定をそのまま使用します。

「6.5. 前回の器械点を使用」－ 31 －

4. 放射観測■後視点の測定手順
後視点の測定は以下の手順で行います。
(1) 測定の設定をする
選択した設定方法により、設定する項目が異なります。

 「6. 器械点設置」(2) ターゲットを追尾させる
をタップします。

ターゲットを LN の方向に向けて、をタップします。
ターゲットを捕捉すると、タイトルバーのアイコンがに変わります。

ターゲットを捕捉したら、戻ります。

をタップして前の画面に

･ LN がターゲットのサーチ可能範囲外を向いている場合は、
画面下部の旋回ボタンを操作してターゲット方向へ旋回させてください。

 サーチ方法と旋回ボタンの詳細：「5.2.2 追尾 / 旋回操作」(3) 後視点を測定をする【OK】をタップすると、測定値を記録します。

－ 32 －

4. 放射観測

5 観測を開始するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫް

ᜊǽລ

ᜤǽ᧸

現在のターゲット位置を観測します。

操作用アイコン

コンパス

LN（器械点）
測定済みの点現在地

後視点

プリズム定数
補正値

REC（記録）ボタンミラー高
･ 器械点から伸びるラインは、LN が向いている方向をあらわしています。
･ コンパスの指針（N）は基準軸の向きを示しています。ターゲットを追尾していないときは、指針（N）は上を示します。ターゲットの追尾中は、指針（N）は現況に応じて旋回します。

 マップ操作の詳細：「5. マップでの表示と操作」(1)をタップする
ターゲットの現在位置を記録します。

･ タッチスクリーンのマップ部分をロングタップしても記録できます。
･

をタップすると、サーチを中断して測定動作を停止します。もう一度タップすると、測定動作を再開します。

－ 33 －

4. 放射観測6 観測結果を記録するး‫ک‬Ɂͽ਽ ¯ ᤣ੻

ᜊລ஁ศɁ
ᤣ੻

૚ፖаɁ
ᤣ੻

‫ب‬ಽཟɁ
ᜫްᜊǽລ

観測結果はコントローラーに表示されます。
内容を確認し、必要に応じて点名・ミラー高を設定して【OK】
を押すと観測結果を記録します。

･ 点名の末尾に数字があった場合、次の点からは数字部分を 1ずつ増やして点名を自動的に設定します。
･ 点名に設定可能な文字数は、半角英数 16 文字までです。
･「杭打ち点データに追加」のチェックボックスが ON のとき
は、記録時にこの点を設計データ（杭打ち点データ）へ追加します。

－ 34 －

ᜤǽ᧸

5 . マップでの表示と操作
5.1

マップでの表示

5.1.1

マップの拡大 / 縮小

画面に 2 本の指で触れて、指の間隔を開く（ピンチアウト）と表示を拡大します。指の間隔を閉じる（ピンチイン）と表示を縮小します。

拡大：ピンチアウト

縮小：ピンチイン

をタップすると、マップ上の点をタッチスクリーンにおさまるように表示を最適化します。

「5.2.1 操作用アイコン」
5.1.2

LN の状態

マップのタイトルバーには、LN の状態をアイコンで表示します。
LNの状態表示

アイコン

説

明

バッテリーの残量（4 段階）
LN との無線接続状況
ターゲットの捕捉状態
自動整準の状態－ 35 －

5. マップでの表示と操作

5.1.3

マップ上の点の詳細情報･ 各点のアイコンをタップすると、選択した点の詳細情報を表示します。
･ 杭打ちを行っているときには、【杭打ち】を表示します。
【杭打ち】をタップすると、選択した点の杭打ちを開始します。杭打ちを終了すると、選択した点の次の点から杭打ちを継続します。

5.1.4

2 点間距離始点と終点を設定し、その 2 点間の距離を表示します。

(1)

をタップします。距離計算モードになります。

(2) 始点となる杭打ち点をロングタップします。
（この点が距
離計算の基準点になります。）

始点－ 36 －

5. マップでの表示と操作(3) 終点となる杭打ち点をロングタップするとマップ上に距離を表示します。
この状態で別の点をロングタップすると、（2）で選択した
始点との距離を連続して計算することができます。

(4)をタップすると、距離計算モードを終了します。新
たに基準点を設定して距離を計算する場合は、（1）からの手順を行ってください。

･

5.2
5.2.1

終点

をタップすると直前の画面に戻ります。

マップでの操作
操作用アイコン
アイコン

説

明

観測の再開 / 停止を行います。

指定した 2 点間の距離を計算します。

「5.1.4 2 点間距離」
マップ上の点をタッチスクリーンにおさまるように、器械点を中心にして表示を最適化します。
「杭打ち」を選択して観測を行っているときは、器械点と次の目標となる杭打ち点、およびひとつ前の杭打ち点を画面全体へ表示するように調整します。
「放射観測」を選択して観測を行っているときは、器械点を画面上部に配置し、画面下部のプリズムの位置を広く表示するように調整します。
マップ上の点の点名を表示します。
マップの拡大 / 縮小や移動などを行った
り、をタップするなどのマップを更新する操作をした場合は、点名が非表示になります。

－ 37 －

5. マップでの表示と操作器械設置メニューを表示します。器械点の再設置を行います。

「6. 器械点設置」
自動整準操作画面を表示します。自動整準動作の開始 / 停止を行います。

「5.2.3 自動整準」
杭打ち点選択画面を表示します。杭打ち点の再設定を行います。

「3.2 杭打ちを行う」手順 6
追尾と旋回の設定、および開始 / 停止を行います。

「5.2.2 追尾 / 旋回操作」
設定画面を表示します。

「2. 設定」

5.2.2

追尾 / 旋回操作

LN を旋回してターゲットを追尾させます。また、ガイドライトの ON/OFF やサーチ（ターゲットを探す動作）の設定 / 実行も行うことができます。

■ガイドライトアイコン

説明

追尾・旋回中のガイドライトを ON/OFF します。
/

測距中は、ガイドライトは ON 固定となります。

－ 38 －

5. マップでの表示と操作

■サーチ
アイコン
/

説

明

サーチ動作を開始 / 停止します。
サーチ動作中は、アイコンをオレンジ色で表示します。
ターゲットのサーチ方法を設定します。

/

は、LN が向いている一定の範囲内を２周分サーチし、ターゲットを探します。
は、LN が向いている方向の縦方向のみをサーチし、ターゲットが移動してくるのを待ちます（約 15 分）。
所定の動作を終了してもターゲットが見つからない場合、LN は待機中にな
ります。

■旋回動作
アイコン
/

説

明

矢印の方向へ旋回動作を開始します。旋回速度は、スライドバーで調整可能です。
調整した旋回速度は、タスクマネージャーから TopLayout を終了するまで記憶しています。
旋回動作を停止します。
ボタンをタップしている間、矢印の方向へ旋回動作を行います。（高速）/
ボタンをタップしている間、矢印の方向へ旋回動作を行います。（低速）/･をタップすると直前の画面に戻ります。

－ 39 －

5. マップでの表示と操作

5.2.3

自動整準

自動整準動作を行います。

アイコン

説
自動整準動作の開始 / 停止を実行します。

/･

をタップすると直前の画面に戻ります。

－ 40 －

明

6 . 器械点設置
LN を設置した位置座標と向きを設定するための作業を行います。設定方法は、以下の 4 通りあります。また、前回設定した内容をそのまま引き継ぐこともできます。
･ 後方交会･ 基準軸（原点と基準軸）測定･ 後視点（既知点）測定･ 後視点（原点での基準軸）測定
･ 器械点設置時は、ターゲットを測定すると自動的に座標が記録されます。

6.1

後方交会

2 点以上の既知点を測定し、器械を設置した位置を求めます。

ஒᅺཟ
ஒᅺཟ


･ 測定に使用する既知点の理想的な配置は、以下の通りです。
¼² ཟɁ‫ک‬ն ¾¼³ ཟɁ‫ک‬ն ¾

ஒᅺཟ ±

ஒᅺཟ ±

ஒᅺཟ ²
±²°ā
¹°ā
‫ب‬ಽ

ஒᅺཟ ²

‫ب‬ಽ

±²°ā

ஒᅺཟ ³

交角
2点
：約 90°
3 点以上：各交角が均等となるような角度（3 点：約 120°、4 点：約 90°、5 点：約 72°）
距離
器械点から各既知点までが等しくなるような距離

以下のような場合は、著しく精度が低下することがあります。
･ 各既知点の間隔が狭い･ 各既知点の間隔が広い･ 各既知点の交角が均等ではない･ 高精度な測定を行うときは、既知点を 3 点以上測定することを推奨いたします。

－ 41 －

6. 器械点設置

1 「後方交会」をタップする
2 1 点目の既知点を選択する
をタップして、一覧から使用する既知点を選択します。
マップ上の点をロングタップして選択することもできます。

･ 点名入力による絞込み「絞り込み」のフィールドに文字を入力すると、点名の先頭の部分が一致する点のみを候補として表示します。
･

をタップすると一覧の先頭、プすると一覧の最後を表示します。

選択後、【OK】をタップします。

－ 42 －をタッまたは

6. 器械点設置

3 ターゲットを追尾させる
ターゲットを 1 点目の既知点にセットします。
ターゲットを追尾していない場合は、尾させます。

をタップして追 ターゲットの追尾の手順詳細：「3.2 杭打ちを行う手順
5 器械点を設定する （3）ターゲットを追尾させる」･ ターゲットを捕捉したら、ります。

をタップして前の画面に戻･「この点の高さデータを計算に使用する」
計算結果に高さデータを反映したくない点では、このチェックボックスを OFF にしてください。

4 ターゲットを測定する【OK】をタップするとターゲットを測定します。

5 2 点以上の既知点を測定する
2 ～ 4 と同様の手順で他の既知点も測定します。

－ 43 －

6. 器械点設置

6 器械点を計算で求める
既知点の測定が完了したら、をタップします。
【OK】をタップすると、計算結果を表示します。

･ タッチスクリーンのマップ部分をロングタップしても計算を開始することができます。
･ 5 点目の既知点を記録すると、自動的に器械点の計算を開始します。
･

は、測定を 2 点以上行うと表示されます。

【OK】を押すとマップ画面を表示します。
以上で「後方交会」による器械点の設定は完了です。

－ 44 －

6. 器械点設置

6.2

基準軸（原点と基準軸）測定

原点と基準軸上の点を測定し、器械を設置した位置を求めます。

‫ژ‬ໄᢉ

ஒᅺཟ

Ձཟ


･ 後視点方向は X 軸になります。

1 「基準軸（原点と基準軸）」をタップする
2 ターゲットを追尾させる
ターゲットを座標系の原点にセットします。
ターゲットを追尾していない場合は、尾させます。

をタップして追 ターゲットの追尾の手順詳細：「3.2 杭打ちを行う手順
5 器械点を設定する （3）ターゲットを追尾させる」･ ターゲットを捕捉したら、ります。

をタップして前の画面に戻－ 45 －

6. 器械点設置

3 原点を測定する【OK】をタップするとターゲットを測定します。

4 基準線上の後視点を測定する
3 ～ 4 と同様の手順で、基準線上の後視点も測定してください。
右の画面が表示されたら【OK】をタップすると、ターゲットを測定し、マップ画面を表示します。
以上で「基準軸（原点と基準軸）」による器械点の設定は完了です。

－ 46 －

6. 器械点設置

6.3

後視点（既知点）測定

器械を既知点に設置し、既知点を測定して器械を設置した位置を求めます。

ஒᅺཟ
ஒᅺཟ


･ 後視点方向は X 軸になります。

1 「後視点（既知点）測定」をタップする
2 器械を設置した点を選択する
をタップして、一覧から使用する既知点を選択します。
マップ上の点をロングタップして選択することもできます。

･ 点名入力による絞込み「絞り込み」のフィールドに文字を入力すると、点名の先頭の部分が一致する点のみを候補として表示します。
･

をタップすると一覧の先頭、プすると一覧の最後を表示します。

－ 47 －をタッまたは

6. 器械点設置

選択後、【OK】をタップします。

3 後視点を選択する
手順２と同様の手順で後視点を選択してください。

4 ターゲットを追尾させる
ターゲットを後視点にセットします。
ターゲットを追尾していない場合は、尾させます。

をタップして追 ターゲットの追尾の手順詳細：「3.2 杭打ちを行う手順
5 器械点を設定する （3）ターゲットを追尾させる」･ ターゲットを捕捉したら、ります。

をタップして前の画面に戻－ 48 －

6. 器械点設置

5 ターゲットを測定する【OK】をタップするとターゲットを測定し、マップ画面を表示します。
以上で「後視点（既知点）測定」による器械点の設定は完了です。

－ 49 －

6. 器械点設置

6.4

後視点（原点での基準軸）測定器械を原点に設置し、基準軸上の点を測定して器械を設置した位置を求めます。

‫ژ‬ໄᢉ

ఝᅺཟ

Ձཟ

1 「後視点（原点での基準軸）測定」をタップする
2 器械高を入力する
原点に設置した LN の器械高を入力し、【OK】を押します。

3 ターゲットを追尾させる
ターゲットを基準線上の後視点にセットします。
ターゲットを追尾していない場合は、尾させます。

をタップして追 ターゲットの追尾の手順詳細：「3.2 杭打ちを行う手順
5 器械点を設定する （3）ターゲットを追尾させる」･ ターゲットを捕捉したら、ります。

をタップして前の画面に戻－ 50 －

6. 器械点設置

4 ターゲットを測定する【OK】をタップするとターゲットを測定し、マップ画面を表示します。
以上で「後視点（原点での基準軸）測定」による器械点の設定は完了です。

6.5

前回の器械点を使用

器械の設置位置を変更していない場合、｢前回の器械点を使用｣を選択すると器械設置作業を行わずに杭打ちや放射観測を開始できます。

･ 器械の設置位置を変更していた場合は、正しい測定結果が得られません。

･ 同一の現場で設置位置を変更していない場合は、「前回の設定を使用」が選択できるようになります。前回の器械点の設定を、そのまま使用することもできます。
･ 現場を変更して器械点の設定を行ってしまうと、この選択肢は表示されなくなります。

－ 51 －

7 . 測定データの出力測定したデータを外部へ出力する方法を説明します。

7.1

測定データを出力する


･ 出力する測定データが含まれる現場をあらかじめ選択してください。
･ 出力される座標ファイルの数値には、単位がつきません。

1 【出力】をタップする

2 出力形式を選択する「放射観測座標ファイル」または「杭打ち済み座標ファイル」のいずれかを選択します。ファイル形式は、CSV 形式 /SIMA 形
式のいずれかを選択できます。

－ 52 －

7. 測定データの出力

3 出力先を選択する
以下の出力先が選択できます。
･ コントローラー内のフォルダー（内部メモリー /リー（microSD カードなど））
出力先のフォルダーを選択してください。

外部メモ･ 電子メール（Gmail）
測定データをメールに添付して送信します。
･ Bluetooth 機器
選択した Bluetooth 機器と無線接続し、測定データの送受信を行います。

･ ファイルを入力するときに表示するパスと、出力するときに選択するパスは、Android OS の仕様により異なるパスが表示されることがあります。しかし、これらの参照先は同一のフォルダーです。
･ 接続する Bluetooth 機器のプロファイルが、OPP（Object
Push Profile）に対応している必要があります。

 接続方法の詳細：コントローラーおよび Bluetooth 機器の取扱説明書･ Bluetooth 接続は、Android OS のみご利用頂けます。
･ ファイルは以下の名称で出力されます。
CSV 形式
放射観測座標ファイル ：" 現場名 ".csv
杭打ち済み座標ファイル：" 現場名 "_stk.csv
SIMA 形式
放射観測座標ファイル ：" 現場名 ".sim
杭打ち済み座標ファイル：" 現場名 "_stk.sim－ 53 －

8 . LN ファームウェアのアップデート
最新のファームウェアにアップデートすることで、製品の不具合が修正されたり新機能が追加された
りします。

8.1

ファームウェアバージョンの確認

LN シリーズのファームウェアバージョンを確認できます。

1 メインメニューから、【設定】－「ファームウェア」の順にタップする

2 「お使いの機器のバージョン確認」をタップする

3 機器に接続する－ 54 －

8. LN ファームウェアのアップデート

4 ファームウェアバージョンを確認する
以下のファームウェアバージョンを表示します。
･ ご使用になっている LN シリーズのファームウェア･ TopLayout にダウンロード済みのファームウェア

･ TopLayout にダウンロード済みのファームウェアの方が新しい場
合は、アップデート作業を継続して行えます。

 「8.3 LN ファームウェアのバージョンアップ」

8.2

LN ファームウェアのダウンロード

LN シリーズ用のファームウェアはトプコンのホームページのダウンロードサイトで公開しています。
TopLayout からアクセスして、ファームウェアをダウンロードします。

1 メインメニューから、【設定】－「ファームウェア」の順にタップする－ 55 －

8. LN ファームウェアのアップデート

2 「最新バージョンの確認」をタップする

3 アップデートする機器を選択する

4 ダウンロードサイトのアカウント情報を入力する
ユーザー ID とパスワードを入力後、【ログイン】をタップします。

･ ダウンロードサイトのユーザー ID をお持ちでない方は、以下よりご登録をお願いいたします。
https://positioning.topcon.co.jp/jp/member/entry/－ 56 －

8. LN ファームウェアのアップデート

5 ファームウェアをダウンロードする
利用規約をお読みいただき、【同意してダウンロード】をタップします。
正常にダウンロードされると、TopLayout にファームウェアがダウ
ンロードされます。

8.3

LN ファームウェアのバージョンアップ

TopLayout にダウンロードしたファームウェアを使用して、LN のバージョンアップを行います。

･ ファームウェアは「最新バージョンの確認」から TopLayout にダウンロードできます。
･ あらかじめ LN をアップデートモードに切り替えてください。

8.3.1

アップデートモードモードで起動する

以下の手順で、LN をアップデートモードで起動してください。

1 LN を電源 OFF します。
2 LN をアップデートモードで起動する
電池ボックス内のリセットスイッチを押しながら、（自動整準スイッチ）と（電源ス
イッチ）を同時に押します。アップデートモードで起動すると、LN の電源 LED が赤く点灯します。
↓⥺㏻ಙ/('

ࣜࢭࢵࢺࢫ࢖ࢵࢳ

⮬ືᩚ‽ࢫ࢖ࢵࢳ

㟁※/('㟁※ࢫ࢖ࢵࢳ


･ 各スイッチが確実に押されていないと、LN は通常モードで起動します。また、リセットスイッチ
を長押しすると、無線 LAN の設定が工場出荷時の状態に戻ることがあります。

 リセットスイッチ、および無線 LAN 設定の初期化については、LN 本体の取扱説明書を参照ください。
･ リセットスイッチを押すときは、バッテリーをはずさないようにご注意ください。

－ 57 －

8. LN ファームウェアのアップデート

3 バッテリーカバーを閉じる

8.3.2

ファームウェアをバージョンアップする

1 メインメニューから、【設定】－「ファームウェア」の順にタップする

2 「バージョンアップ」をタップする－ 58 －

8. LN ファームウェアのアップデート

3 【アップデート】をタップする

4 LN がアップデートモードになっていることを確認して、【アップデート】をタップする
アップデートを開始します。

－ 59 －

8. LN ファームウェアのアップデート

5 アップデートを完了する
アップデートが完了すると右の画面を表示します。
【トップ画面へ戻る】をタップしてください。

－ 60 －

9 . 点検
LN シリーズは精密機器です。常に正確な測定を行うには、定期的な点検が必要です。
LN シリーズの取扱説明書には、器械の点検方法が記載されています。この点検を TopLayout から行うことができます。測定した座標を結果を計算して、メンテナンスの必要性を〇か × で判定します。
日差しが弱く、揺らぎのない環境で、LN とターゲットを下図のように設置できる場所で作業を行います。

²°ᵻ³°í
‫ب‬ಽཟ

ລްཟ


･ 各点は真上から見て一直線となるように配置してください。
･ 各点の位置は、指定の位置 ±5cm（前後・左右方向に対して）を目安とします。
･ LN とターゲットは、ほぼ水平な場所（床の上、整地された屋外、高さをそろえた三脚の上など）へ設置してください。(30m での高低差は 30cm 程度を目安とします )･ ターゲットは、ATP2（360° プリズム）または ATP2SII（360° スライドプリズム）をご使用ください。
･ ATP2SII を設置する場合は、プリズムの高さを下げて設置誤差を減らすようにしてください。
･ ターゲットを測定するときは、ATP2/ATP2SII を LN に向かって正対させてください。

1 メインメニューから【点検】をタップする－ 61 －

9. 点検

2 LN とターゲットを設置する
LN とターゲットを以下の位置に設置して、【次へ】をタップします。
器械点 1：
器械高（①）：0m
1.2m

測定点 a（②）： 20 ～ 30m

3 ターゲットを測定する
測定点 a に設置したターゲットを測定し、【OK】を押します。

測定点 b の位置が画面に表示されます。ターゲットを移動して、同様に測定し、【OK】を押します。

･ 測定点 a までの距離によって、測定点 b の位置は変動します。
･ この後の手順で器械点を移動後に測定点 b を再測定します。ター
ゲットの位置を変更しないでください。

－ 62 －

9. 点検

4 LN の設置位置を変更する
LN シリーズの器械点 2 に設置して、【次へ】をタップします。
器械高（①）：1.2m
器械点（②）：画面に表示された位置
測定点 a/ 測定点 b：器械点 1 で測定したターゲット位置

5 ターゲットを測定する
測定点 b に設置したターゲットを測定し、【OK】を押します。

手順 3 で測定した測定点 a の位置へターゲットを移動して、同様に測定し、【OK】を押します。

－ 63 －

9. 点検6 点検結果を確認する
点検結果を確認します。
【完了】をタップしてください。

－ 64 －

1 0 . 警告・エラーメッセージ本アプリケーションで表示されるエラーメッセージを以下に示します。
･ 回転が停止されました･ 器械が傾いています･ 再測定中です･ 再度整準してください･ 使用範囲外 ※1･ コマンドを受けられない状態です ※2･ ターゲットのロックに失敗しました･ タイムアウト･ デモモード･ 電源を入れなおしてください･ 別のコントローラーが使用中です･ ロックモード※1

器械から設計データまでの距離が 100m を超えているときに表示します。

※2

LN の起動時などコマンドを受けられないときに表示します。

上記以外のがエラーが発生した場合は、「Exxx」（“xxx” は 3 桁の数字）を表示します。その場合は、本アプリケーションと LN を再起動してください。
同じ表示が繰り返し表示されるときは、最寄りの営業担当へご連絡ください。

－ 65 －

使用許諾契約書
1. 使用許諾
お客様は、本ソフトウェア（そのリビジョンアップ，差分サービスパック等を含む。以下同じ）を、それが（ｉ）カード媒体で供給される場合は、同時に 1 台の､ （ii）CD 媒体やダウンロードで供給される場合は、最初に本ソフトウェアがインストールされた１台の、弊社が直接または間接に販売等した本ソフトウェアの使用が可能な測量機器、データコレクタ、ペンコンピュータ等のハードウェア（以下「指定ハードウェア」といいます）上でのみ、非独占的に使用することができます。
（CD 媒体やダウ
ンロードで本ソフトウェアが供給される場合は、最初に本ソフトウェアがインストールされた１台の指定ハードウェアから本ソフトウェアをアンインストールしても当該指定ハードウェア以外では使用できません。）
2. 権利留保
本ソフトウェアは、本契約に従って、その使用のみがお客様に許諾されるもので、その所有権、著作権その他の財産権をお客様に譲渡または販売するものではありません。
3. 禁止事項
お客様は次のいずれの行為もしないものとします。
(1) 本ソフトウェアを、
・「指定ハードウェア」以外のハードウェア上で使用すること、または・ CD 媒体やダウンロードで本ソフトウェアが供給される場合に、最初に本ソフトウェアがインストールされた「指定ハードウェア」以外のハードウェア上で使用すること、または・ 同時に複数の「指定ハードウェア」上で使用すること。
(2) 本ソフトウェアを「指定ハードウェア」へのインストール以外の目的で複製すること。
(3) 本ソフトウェアを第三者に転売、再譲渡、引渡、リース、レンタル、貸与等し、またはその使用権を含む本契約により許諾された権利を譲渡もしくは再許諾すること。
(4) 本ソフトウェアの改変、修正もしくは変更、または本ソフトウェアを他のプログラムやモジュー
ルと統合すること、あるいは本ソフトウェアから派生物を作成すること。
(5) 逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の手段により本ソフトウェアのソースコードその他人が読める形式のものを抽出し、あるいは本ソフトウェアをリバースエンジニアリングすること。
(6) 本ソフトウェアの著作権表示等を変更し、取り除き、消去しまたは不明瞭にすること。
4. 契約期間等(1) 本契約は、お客様が本ソフトウェアのインストールまたは使用を開始された時のいずれか早い時から発効します。
(2) お客様は、事前に書面で弊社にご通知いただくことにより、本契約をいつでも解約することができます。
(3) 弊社は、お客様が本契約の何れかの条項に違反された場合には、何等の通知も要することなく本契約を解除することができます。
(4) 本契約が解約または解除された場合は、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、かつ本ソフトウェアおよびその全ての複製物（もしあれば）をお客様の費用と責任で遅滞無く弊社に直接またはその代理店を介して返却していただくか、または弊社の要請によりそれらを破棄していただきます。本契約の解約、解除その他のいかなる事由による場合にも、お客様がお支払のいかなる金員も返却されません。

－ 66 －

5. 瑕疵担保
お客様が本ソフトウェアにその機能上重大な影響を与えるバグまたはその記憶媒体の物理的欠陥等の本ソフトウェアの隠れたる重大な瑕疵を発見された場合には、お客様は、本ソフトウェアをお受け
取り後 90 日以内に弊社に直接にまたはその代理店を介して、書面にてその旨をお知らせいただくものとします。弊社は、その裁量により、無償による当該瑕疵の修補または新品との交換を致します。但し、弊社が当該瑕疵の存在およびそれが自己に帰責することを確認できた場合に限るものとします。弊社の合理的な努力にもかかわらず当該修補／交換ができない場合は、弊社はお客様に本ソフトウェア
製品の代金をお返しすることを条件に本契約を解約できるものとします。
なお、(I) 当該瑕疵の通知が上記 90 日の期間内にされなかった場合、または (ii) 当該瑕疵が弊社の責めに帰することのできない誤用、乱用、事故、過失または許可無き使用、改造その他の不適切な行為に起因して生じた場合は、弊社は本条のいかなる義務も負いません。
本条は、本ソフトウェアに対する弊社が負う責任とお客様への補償に関する唯一かつ全ての規定で
す。
6. 免

責

前項で明示した場合を除き、本ソフトウェアは、いかなる種類の保証もすることなく「現状有姿」で提供されます。弊社は、本ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性および非侵害性に関する黙示の保証を含むがこれらに限定されない一切の保証をいたしません。本ソフトウェアの採用、使用、動作等から生ずる全てのリスクはお客様のご負担となります。弊社ならびにその関連会社、代理店およびライセンサは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能により生じた直接、間接、付随的、派生的
その他いかなる損害（利益の損失、営業 事業の中断、情報の滅失その他の金銭的損失を含みますが、それに限定されません）に関して一切責任を負いません。たとえ弊社またはその関連会社等がこのような損害の可能性を知らされていた場合も同様とします。
7. 輸出禁止
お客様は、本ソフトウェアを外国に輸出してはいけません。
8. 完全合意
本契約は、その主題に関するお客様と弊社との完全なる合意を構成するもので、本契約に特段かつ明示的に規定されていない従前の書面もしくは口頭によるいかなる合意、協議、交渉、言質、表明、宣伝または発表等に優先し、かつそれらを排除します。

－ 67 －

お 問い 合 わせ 先
お 問い 合 わせ 先

https://www.topcon.co.jp