23

ダイヤフラム式真空ポンプ／溶媒回収型真空ポンプ／バリオ真空ポンプ
ハイブリッド真空ポンプ／耐薬品性デジタル真空計／真空コントローラー
VACUU･LAN システム／液体吸引システム BVC

Vacuubrand Scientific Japan Ltd.
1

Technology for
ドイツ・バキューブランド社

会社概要

バキューブランド社は、研究、計測用途のロータリー真空ポンプ、ハイブリッド真空ポンプ、ダイヤフラム式真空ポンプ、測定範囲 1000 〜 10-3hPa の真空計など、広範囲の用途に適応できる真空関連製品を製造、販売する
ドイツのメーカーです。ほぼ全ての部品を自社工場内で製造し、徹底した品質管理のもとでトップクラスの性能と耐久性を誇ります。
会社設立：1985 年
従業員数：280 名

歴史

1961 年にルドルフ ブランド (RUDOLF BRAND
GMBH&CO) の真空機器部門としてドイツ・ベアタイム(Wertheim) で生産、販売を開始しました。

1月

真空機器部門として発足して以来バキューブランド社は、今日まで 50 年の長期にわたりロータリー真空ポンプ、ダイヤフラム式真空ポンプ、関連部品のバルブ、スモール
フランジ及び、真空計、真空コントローラーの研究開発と品質向上に努めてきました。

バキューブランド独自の HYBRID SYSTEM

RC6

フォーカス
1000 〜 10-3hPa の圧力範囲において、化学系研究室から発生する有害で、腐食性のガスを吸引できる真空機器に広い選択肢を提供することが VACUUBRAND のフォーカスです。
株式会社 バキューブランド
サイエンティフィック ジャパン

総合品質管理
会社概要

会社設立：1999 年 8 月
資 本 金：1000 万円
従業員数：5 名
主な納入先：大手製薬・化学会社／研究機関
国立・私立大学理学部、薬学部など
2

バキューブランド社は、お客様、従業員、
地域社会と環境に最善の配慮を尽くすた
め製品の技術、製造、品質の向上とカス
タマーサポートに努力いたします。
ドイツ バキューブランド社は、
ISO9001 を取得しています。

VACUUM SYSTEM

溶媒回収用コンデンサを備えた、セラミック製圧力センサー搭載の真空コントローラ付きダイヤフラム式真空ポンプユニット（ＰＣシリーズ）、ロータリーエバポ
レーターでの高効率な溶媒回収が可能です。

３ステージのスタンダードタイプ・ダイヤフラム式真空ポンプは、高真空用モレキュラーポンプの粗引きポンプとして最適です。

ロータリー真空ポンプとダイヤフラム式真空ポンプを組み合わせたハイブリッド式真空ポンプＲＣ６は、凍結乾燥装置との組み合わせ運転に効果的です。

バキューブランド独自のバリオシステム
PC3001VARIO select独自の自動制御プログ
ラムにより自動濃縮が可能です。

２段式ロータリー真空ポンプは、小型で、電子顕微鏡など高度な測定装置との併用に最適です。
3

ダイヤフラム式真空ポンプ

ケミカルタイプ

小型、低騒音で、卓上エバポレーターから大型真空機器までお使いいただけるオイルフリーの耐化学薬品性に優れたダイヤフラム式真空ポンプです。高沸点溶媒にも対応できる高真空タイプ 0.9hPa から大型機器にご使用頂ける高排気 タイプ 306 ㍑ /min(60Hz) まで、幅広い製品からお客様に最適なポンプをお選びいただけます。

ME2C NTMZ2C NT

MD4C NT

PTFE
フッ素ゴム
補強繊維
フッ素ゴム

ケミカルタイプ・ダイヤフラム
４層サンドイッチ構造

分解図

モデル

ME2C NT

ME4C NT

ME8C NTMZ2C NT

MD4C NT

ステージ数（ヘッド数）

１段式（１）

１段式（２）

１段式（４）

2 段式（２）３段式（４）

５０Hz

３５㍑／ min

６５㍑／ min

１１８㍑／ min３３㍑／ min

５６㍑／ min

６０Hz

４０㍑／ min

７１㍑／ min

１３０㍑／ min

３８㍑／ min

６３㍑／ min

ガスバラスト閉

７０ｈＰａ(53Torr)

７０ｈＰａ(53Torr)

７０ｈＰａ(53Torr)

７ｈＰａ(5Torr)

１．５ｈＰａ
(1.1Torr)

ガスバラスト
開

ー

ー

ー

１２ｈＰａ
(9Torr)３ｈＰａ(2.2Torr)

1100hPa

1100hPa

1100hPa

1100hPa

1100hPa

無し

無し

無し

有り

有り

吸気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

排気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm1500/1800rpm

1500/1800rpm

1500/1800rpm

1500/1800rpm

1500/1800rpm

性

能

排気速度

到達真空度

最大許容排気口圧力
ガスバラスト

回転数 (50Hz/60Hz)
電

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法 W x D x H
重量Cat.No.

4AC100-120V

AC100-120V

AC120V(60Hz)

AC100-120V

AC100-120V

211 x 243 x 198 (mm)243 x 254 x 198 (mm)243 x 328 x 198 (mm)243 x 243 x 198 (mm)243 x 328 x 198 (mm)10.2kg11.1kg14.3kg11.1kg14.3kg20730103

20731203

20734203

20732303

20736403※ ME8C NT は、電源電圧 AC120V, 60Hz となります。

ケミカルタイプ

ダイヤフラム式真空ポンプ【特長】●オイルレスで空気およびガスを連続的に吸引排気できます。
●ダイヤフラムクランピングディスクが受け側に接触しない構造で、運転時も低騒音、低振動です。
●丈夫なフッ素樹脂合成材 ( カーボン強化 ETFE) で作られたポンプヘッドで、機械的強度、耐化学薬品性に優れています。
● PTFE コーティングのダイヤフラム及び FFKM 製バルブは、耐薬品性に優れ長寿命（約 10,000 〜 15,000 時間）です。
●ガス接触部にはフッ素樹脂 (PTFE, ETFE 等 ) 及び FFKM を採用しています。
●簡単メンテナンスで、ダイヤフラムおよびバルブは、ユーザー交換が可能です。（専用工具が 別途必要です。）● MD4C NT, MD12C NT, MV10C NT は、DMF・水などの高沸点溶媒に最適です。
● MV10C NT は、４段式を採用、ケミカルタイプ・ダイヤフラム方式最高の到達真空度 0.9hPa を実現しました。
●ガスバラストバルブを搭載、ポンプ内に凝縮液が残留しておこる減圧能力の低下を防ぎ、効率の良い濃縮が可能です。

【用途】
ME2C NT ／ MZ2C NT ／ MD4C NT●小型・中型エバポレーター、真空デシケーター、
真空乾燥器、ゲル乾燥器、ろ過、その他腐食性ガスの吸引排気など。

ME16C NT

ME16C NT ／ MD12C NT ／ MV10C NT●大型エバポレーター、真空乾燥器、合成反応装置、蒸留装置、ゲル乾燥器、ろ過、その他腐食性ガスの排気など。

MD12C NT

MV10C NTモデル

ME16C NTMD12C NT

MV10C NT

ステージ数（ヘッド数）

１段式（８）

３段式（８）

４段式（８）

５０Hz

２７１㍑／ min

２００㍑／ min

１５８㍑／ min

６０Hz

２７１㍑／ min

２００㍑／ min

１５８㍑／ min

ガスバラスト閉

７０ｈＰａ(53Torr)

２ｈＰａ(1.5Torr)

０．
９ｈＰａ(0.68Torr)

ガスバラスト開

１００ｈＰａ(75Torr)

４ｈＰａ(3Torr)１．
５ｈＰａ(1.1Torr)

1100hPa

1100hPa

1100hPa

有り

有り

有り

性

能

排気速度

到達真空度

最大許容排気口圧力
ガスバラストフランジ NW25

フランジ NW25

フランジ NW25

排気口（ノズル）

吸気口

外径 17mm

外径 17mm

外径 17mm

回転数 (50Hz/60Hz)

1650rpm

1650rpm

1650rpm

電AC120V

AC100-120V

AC100-120V

260 x 533 x 359 (mm)260 x 533 x 359 (mm)260 x 533 x 359 (mm)27.5kg27.5kg27.4kg20741303

20743303

20744303

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法 W x D x H
重量Cat.No.

※ ME16C NT は、電源電圧 AC120V となります。

ホース接続用オプション
ホースノズル付き
スモールフランジ
外径 19mm
NW25
Cat.No.20662808※フランジ NW25 をノズル
外径 19mm に変換する部品

標準付属部品

クランピングリング
ＮＷ２０／２５
Cat.No.20660001
外部センターリング
ＮＷ２０／２５
Cat.No.20660196

5小型・中型

溶媒回収型真空ポンプ

排水規制対策や安全な実験環境の維持に最適な溶媒回収型のダイヤフラム式真空ポンプユニットです。大気圧の排気側に取り付けたコ
ンデンサにより排気ガス中の溶媒を効率良く凝縮、回収します。ダイヤフラム式真空ポンプと溶媒回収ユニットが、一体になったコン
パクト設計です。シンクロタイプは２台のエバポレーターなどを同時に減圧できます。

【用途】●卓上エバポレーターから 20 リットル程度の中型エバポレーター●小型真空乾燥器、遠心濃縮装置など
２台の機器を同時に減圧

MZ2C NT+2AK

MZ2C NT+AK+EK

PC101 NTMZ2C NT+AK ｼﾝｸﾛ +EK
２台の機器を同時に減圧

排気コンデンサ（カバー付き）吸気口

MD4C NT+AK+EKモデル

MZ2C NT+2AK MZ2C NT+AK+EK

真空ポンプ
排気速度

PC201 NT
PC101 NT

MD4C NT+AK ｼﾝｸﾛ +EK

MZ2C NT+AK ｼﾝｸﾛ +EK MD4C NT+AK+EK

PC201 NT

MD4C NT +AK ｼﾝｸﾛ +EK

MZ 2C NT（４ページ参照）

MD 4C NT（４ページ参照）

50Hz

３３㍑／ min

５６㍑／ min60Hz

３８㍑／ min

６３㍑／ min

７ｈＰａ(5Torr)１．
５ｈＰａ(1.1Torr)

到達真空度
ニードルバルブ

無し

無し

有り（1 系統）有り（２系統）

無し

有り（1 系統）有り（２系統）

アナログ真空計

無し

無し

有り

無し

無し

有り

無し

ガスバラスト

有り

有り

有り

有り

有り

有り

有り

受けフラスコ

500ml

500ml

500ml

500ml

500ml

500ml

500ml

排気コンデンサ

無し

有り

有り

有り

有り

有り

有り

吸・排気口 ( ﾉｽﾞﾙ )外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

冷却水口 ( ﾉｽﾞﾙ）ー

外径 8mm

外径 8mm

外径 8mm

外径 8mm

外径 8mm

外径 8mm

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

電

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法 W x D x H 243 x 319 x 309 (mm) 243 x 326 x 402 (mm) 243 x 326 x 402 (mm) 248 x 326 x 402 (mm) 243 x 326 x 402 (mm) 243 x 326 x 402 (mm) 248 x 326 x 402 (mm)重量Cat.No.

6

13.6kg14.2kg14.5kg14.5kg17.3kg17.5kg17.6kg20732503

20732603

20733003

20732803

20736703

20737003

20736803

大型

溶媒回収型真空ポンプ【特長】●オイルレスで空気およびガスを連続的に吸引排気できます。
●ガス接触部がフッ素樹脂製で耐化学薬品性に優れたケミカルタイプのダイヤフラム式ポンプを使用しています。
●吸気キャッチポット (AK) が水滴や粉塵を捕集、ポンプ内部への流入を防ぎます。
●排気コンデンサ (EK) により大気圧下で排気ガスに含まれる溶媒などをほぼ１００％回収します。(MZ2C NT+2AK を除く )● PC101 NT, PC201 NT タイプはアナログ真空計＋ニードルバルブを標準装備、圧力の確認、排気速度の調節が行えます。
●２つの吸気口（ニードルバルブ付）により２台のエバポレーターなどを同時に吸引可能です。（シンクロタイプ )（それぞれの吸気口に内蔵された逆止弁により、相互干渉がほとんどありません。）

MD12C NT+EK

MD12C NT+AK+EK（吸気キャッチポット付）※ ME16C NT, MV10C NT タイプの外観は、MD12C NT タイプと変わりません。
高真空、大排気 タイプの溶媒回収型真空ポンプユニットです。排気 271 ㍑ /min のケミカルタイプ・ダイヤフラム式真空ポンプを搭載した ME16C NT+EK、到達真空度０．９hPa のケミカルタイプ・ダイヤフラム式真空ポンプを搭載した MV10C NT+EK など用途に応じてお選びいただけます。キロラボやパイロットプラントなど大型機器の用途に最適です。

【用途】● 20 〜 100 リットル程度の大型エバポレーター●中・大型真空乾燥器、遠心濃縮装置●合成反応装置（リアクター）など
モデル

ME16C NT+EK

真空ポンプ

MD12C NT+EK

MD12C NT+AK+EK

MV10C NT+EK

ME16C NT（５ページ参照）

MD12C NT（５ページ参照）

MV10C NT（５ページ参照）

５０Hz

２７１㍑／ min

２００㍑／ min

１５８㍑／ min

６０Hz

２７１㍑／ min

２００㍑／ min

１５８㍑／ min

到達真空度

７０ｈＰａ
(53Torr)

２ｈＰａ(1.5Torr)

０．
９ｈＰａ(0.68Torr)

ガスバラスト

有り

有り

有り

有り

吸気キャッチポット

無し

無し

有り

無し

排気速度

排気コンデンサ有り
500ml

排気側受けフラスコ（オプション：Cat.No.22618398: KS35- ホースノズル変換）

吸気口

フランジＮＷ２５

排気口（ノズル）

外径 10mm

冷却水口
電

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法
重

ノズル外径 8mm

量Cat.No.

WxDxH

AC120V

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

387 x 528 x 395 (mm)387 x 528 x 395 (mm)387 x 616 x 395 (mm)387 x 528 x 395 (mm)28.3kg28.5kg29.0kg28.4kg20741503

20743503

20743603

207443037

溶媒回収型真空ポンプ

真空コントローラー搭載

真空コントローラー VACUU•SELECT を標準搭載した溶媒回収型の真空ポンプユニットです。電磁弁を開閉することで真空度を２ポイントの設定値内に保ちます。ポンプは、小型で低騒音、ガス接触部がフッ素樹脂製の MZ2C NT を搭載していますので、耐化学薬品性にも非常に優れています。
２台の機器を同時に減圧

PC510 selsct

PC520 selectPC511 select【特長】●ダイヤフラム式真空ポンプは、標準的な到達真空度 7hPa(5Torr) の MZ2C NT です。
●吸引側に、水滴や粉塵を捕集するキャッチポット、排気側には、大気圧下で排気ガスから溶媒を冷却、凝縮するコンデンサを装備している溶媒回収型のユニットです。
●真空コントローラーが常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
● PC511 select は、電磁弁とは別に独立したニードルバルブ付きノズルが装備されていますので、全く別の真空機器をもう一台接続可能です。また、それぞれに逆止弁が内蔵されていますので、接続真空機器相互の干渉がほとんどありません。
※ニードルバルブ付きノズルは、手動での排気速度調整となります。
● PC520 select は、２つの電磁弁付きノズルを装備しています。1 台の真空コントローラーで２台の異なった真空機器のコントロー
ルを独立に行うことが可能です。それぞれに逆止弁を内蔵していますので相互の干渉は、ほとんどありません。
モデル

PC510 select真空ポンプ

MZ2C NT（４ページ参照）

排気速度 50Hz/60Hz

３３㍑／ min，３８㍑／ min

到達真空度

７ｈＰａ (5Torr)

真空コントローラー

VACUU•SELECT

電磁弁

PC520 selectVV-B 6C

ニードルバルブ無し

制御範囲

VV-B 6C x ２
１系統有り

１０００〜１ｈＰａ，７５０〜１Ｔｏｒｒ

圧力表示範囲測定精度（調整後、温度一定において）無し( 但し、ポンプ能力による )１０８０〜０．
１ｈＰａ，８１０〜０．
１Ｔｏｒｒ
圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）

吸気ガス最高温度

連続：４０℃

吸・排気側受けフラスコ／

短時間：８０℃

500ml

排気コンデンサ有り

吸気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm（２系統）

外径 10mm（２系統）

排気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

冷却水口（ノズル

外径 8mm

外径 8mm

外径 8mm電源 (50Hz/60Hz)

外形寸法
重

量

Cat.No.

8

PC511 select

WxDxH

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

243 x 419 x 457 (mm)243 x 435 x 457 (mm)243 x 435 x 457 (mm)17.2kg17.4kg17.7kg20733153

20733253

20733353

溶媒回収型真空ポンプ

真空コントローラー搭載

真空コントローラー VACUU•SELECT を標準搭載した溶媒回収型の真空ポンプユニットです。電磁弁を開閉することで真空度を２ポイントの設定値内に保ちます。ポンプは、高沸点溶媒に最適な到達真空度 1.5hPa、ガス接触部がフッ素樹脂製の MD4C NT を使用してますので、耐化学薬品性にも非常に優れています。
２台の機器を同時に減圧

PC610 selectPC611 selectPC620 select【特長】●ダイヤフラム式真空ポンプは、高沸点溶媒に最適な到達真空度 1.5hPa(1.1Torr) の MD4C NT です。
●吸引側に、水滴や粉塵を捕集するキャッチポット、排気側には、大気圧下で排気ガスから溶媒を冷却、凝縮するコンデンサを装備している溶媒回収型のユニットです。
●真空コントローラーが常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
● PC611 select は、電磁弁とは別に独立したニードルバルブ付きノズルが装備されていますので、全く別の真空機器をもう一台接続可能です。また、それぞれに逆止弁が内蔵されていますので、接続真空機器相互の干渉がほとんどありません。
※ニードルバルブ付きノズルは、手動での排気速度調整となります。
● PC620 select は、２つの電磁弁付きノズルを装備しています。1 台の真空コントローラーで２台の異なった真空機器のコントロー
ルを独立に行うことが可能です。それぞれに逆止弁を内蔵していますので相互の干渉は、ほとんどありません。
モデル

PC610 selectPC611 select真空ポンプ

MD4C NT（４ページ参照）

排気速度 50Hz/60Hz

５７㍑／ min，６３㍑／ min

到達真空度PC620 select１．
５ｈＰａ (1.1Torr)

VACUU•SELECT

真空コントローラー
電磁弁

VV-B 6C

ニードルバルブ無し

制御範囲

VV-B 6C x ２
１系統有り

１０００〜１ｈＰａ，７５０〜１Ｔｏｒｒ

圧力表示範囲測定精度（調整後、温度一定において）無し( 但し、ポンプ能力による )１０８０〜０．
１ｈＰａ，８１０〜０．
１Ｔｏｒｒ
圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）

吸気ガス最高温度

連続：４０℃

吸・排気側受けフラスコ／

短時間：８０℃

500ml

排気コンデンサ有り

吸気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm（２系統）

外径 10mm（２系統）

排気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

冷却水口（ノズル）

外径 8mm

外径 8mm

外径 8mm電源 (50Hz/60Hz)

外形寸法
重

量

Cat.No.

WxDxH

AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V

243 x 419 x 457 (mm)243 x 435 x 457 (mm)243 x 435 x 457 (mm)20.4kg20.6kg20.6kg20737153

20737253

20737353

9小型ダイヤフラム式真空ポンプ

ケミカルタイプ

従来より小さいポンプヘッドを採用し、小型省スペース設計で卓上での使用に最適な小型ダイヤフラム式真空ポンプシリーズです。ガス接触部の構造や材質は、従来のタイプと変わらず耐久性、耐薬品性はそのままにサイズダウンしています。減圧濾過に最適な１段式の ME1C、エバポレーターなどには２段式の MZ1C、４つのポンプヘッドによる３段式で到達真空度 2hPa、DMF や水などの高沸点溶媒の濃縮に最適な MD1C の３タイプをラインアップしています。MD1C タイプは溶媒回収型 MD1C+AK+EK、モーターの回転数制御
により設定真空度１ポイントにコントロールするバリオシステム搭載の PC3001VARIO select も選択いただけます。PC3001VARIO
select は圧力条件を設定することなくエバポレーターなどでの蒸発圧力を検知する自動蒸発モードを搭載しています。

ME1C

MZ1C

減圧調整器

MD1C

ME1C, MZ1C 用（オプション）

モデル

ME 1C

MZ 1C

MD1C

ステージ数（ヘッド数）

１段式 (1)

２段式 (2)３段式 (4)５０Hz

１１㍑／ min

１２㍑／ min

２０㍑／ min

６０Hz

１４㍑／ min

１５㍑／ min

２３㍑／ min

ガスバラスト閉

１００ｈＰａ (75Torr)

１２ｈＰａ (9Torr)

２ｈＰａ (1.5Torr)

ガスバラスト開ー

２０ｈＰａ (15Torr)

4 ｈＰａ (3Torr)

排気速度
到達真空度

最大許容排気口圧力
ガスバラスト1100hPa

1100hPa

無し

有り

有り

吸気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

外径 10mm

排気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

外径 8mm

回転数 (50Hz/60Hz)

1500/1800rpm

1500/1800rpm

1500/1800rpm

電AC100-120V

AC100-120V

AC100-120V, AC220-230V

121 x 247 x 145 (mm)121 x 312 x 170 (mm)142 x 338 x 223 (mm)

5.4kg

6.7kg

7.9kg

20721103

20724103

20696603

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法
重

WxDxH

量

Cat.No.

※オプション：減圧調整器

10Cat.No.20696843

溶媒回収型／ PC3001VARIO select【特長】●オイルフリーで完全メカニカルタイプの耐薬品性ダイヤフラム式真空ポンプです。
● MD1C タイプは、3 段式の設計により従来の 2 段式に比べてより高い到達真空度 2hPa、高沸点溶媒の濃縮に最適です。
●ガス接触部は、フッ素樹脂や FFKM などを採用し、腐食性ガスの吸引、減圧を必要とする幅広い用途に最適です。
●排気側に取り付けられたコンデンサにより、排気ガス中の溶媒を効率良く回収可能です。（AK+EK モデル、PC3001VARIO select）● PC3001VARIO select は、回転数により圧力を調整するインバーター制御モデルです。
● PTFE コーティングのダイヤフラム及び FFKM 製バルブシールは、耐薬品性に優れ長寿命（約 10,000 〜 15,000 時間）です。
●新開発の小型駆動システム、小型シリンダにより、運転時も低騒音、低振動です。
●簡単メンテナンスで、ダイヤフラムおよびバルブは、ユーザー交換が可能です。（ﾒﾝﾃﾅﾝｽｷｯﾄに専用工具が含まれます。）【用途】
ろ過、エバポレーター、小型真空乾燥機、遠心濃縮装置、有機合成装置、その他小型真空機器へ。

自動濃縮機能MD 1C+AK+EK

PC3001VARIO select（インバーター制御モデル）

VARIO( バリオ ) 機能の詳細は、次項をご覧ください。

モデル

MD1C+AK+EK

PC3001VARIO select

ステージ数（ヘッド数）

３段式 (4)３段式 (4)

５０Hz

２０㍑／ min

６０Hz

２３㍑／ min

ガスバラスト閉

２ｈＰａ (1.5Torr)

２ｈＰａ (1.5Torr)

ガスバラスト開

4 ｈＰａ (3Torr)

4 ｈＰａ (3Torr)

1100hPa

1100hPa

排気速度
到達真空度

最大許容排気口圧力Max. ３３㍑／ min

ガスバラスト有り

有り

吸・排気側受けフラスコ

500ml

500ml

排気コンデンサ有り

有り

吸気口（ノズル）

外径 10mm

外径 8/12mm

排気口（ノズル）

外径 10mm

外径 10mm

冷却水口（ノズル）

外径 8mm

外径 8mm

回転数 (50Hz/60Hz)
電

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法
重

量

Cat.No.

WxDxH

1500/1800rpm

200 - 3000rpm

AC100-120V, AC220-230V

AC100-120V

239 x 316 x 405 (mm)306 x 303 x 400 (mm)11.0kg8.2kg

20696623

2070020311

バリオタイプ

ダイヤフラム式真空ポンプ

インバーター ( 回転数 ) 制御方式

バリオポンプシステムは、ポンプを駆動するインバーターモーターの回転数を直接制御し、真空コントロールを行うバキューブランド
社独自のシステムです。電磁弁と異なり正確な１ポイントの真空コントロールが可能です。真空制御の難しいプロセスや今までの電磁弁コントロールにご満足いただけなかったユーザー様に最適です。常に最適な真空度に保つことにより濃縮効率が向上し、濃縮時間の短縮に貢献します。エバポレーターでの濃縮時に圧力条件を設定することなく混合溶媒の複数の沸点を自動検知、自動調整する自動蒸発モードを搭載しています。

従来の電磁弁による２ポイントコントロール

断続蒸発

インバーター制御の１ポイントコントロール（バリオ）

単時間当たりの濃縮

単時間当たりの濃縮

連続蒸発

少

多
30%UP!

自動蒸発モードの比較
圧力

蒸留：エタノール + 水

1:1

他社

バキューブランド時間■ 他社製品の自動蒸発モードは、最初の蒸発圧力を検知後、その圧力一定に保ちます。蒸発圧の変化に追従しない為、蒸発が止まります。

MD4C VARIO selectモデル

MD12C NT VARIO selectMZ2C VARIO select■ バキューブランド・バリオの自動蒸発モードは、混合溶媒の全ての沸点を自動検知し、自動調整します。圧力は、突沸することなくプロセスの実行時間を高速化するために継続的に最適化されます。

MD4C VARIO select

MD12C NT VARIO select

ステージ数（ヘッド数）

２段式 (2)３段式 (4)３段式 (8)排気速度 (Max.)

４６㍑／ min

７６㍑／ min

２３８㍑／ min

ガスバラスト閉

７ｈＰａ (5Torr)

１．
５ｈＰａ (1.1Torr)

１．
５ｈＰａ (1.1Torr)

ガスバラスト開１２ｈＰａ (9Torr)

３ｈＰａ (2.2Torr)

３ｈＰａ (2.2Torr)

到達真空度

真空コントローラー VACUU•SELECTVACUU•SELECT センサー / アルミナセラミックス製・静電容量式

圧力センサー
制御範囲

１０００〜１ｈＰａ，７５０〜１Ｔｏｒｒ

圧力表示範囲測定精度（調整後、温度一定において）

圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）

使用温度範囲／保管温度範囲+10 〜 +40℃／

-10 〜 +60℃

吸気ガス最高温度

連続：４０℃／

短時間：８０℃

インターフェース
圧力センサーの真空接続
外形寸法
重

WxDxH

( 但し、ポンプ能力による )１０８０〜０．
１ｈＰａ，８１０〜０．
１Ｔｏｒｒ

Ethernet(LAN):RJ45, USB(Type A) x 2 ポート , VACUU•BUS
真空ホース：ノズル外径 8/12mm / PTFE チューブ：内径 8/ 外径 10mm に適合 / フランジ：NW16
コントローラー：152 x 41 x 127 (mm) / センサー ( ノズル時 )：53 x 81 x 100 (mm)量コントローラー：590 g / センサー ( ノズル時 )：147g
真空ポンプ
MZ2C NT インバーターモーター搭載

最大許容排気口圧力
吸気口／排気口電
重量Cat.No.

12

WxDxH

MD12C NT インバーターモーター搭載

1100hPa
ノズル外径 10mm

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法

MD4C NT インバーターモーター搭載

ノズル外径 10mm

フランジ NW25 ／ノズル外径 17mm

AC100-120V
243 x 243 x 245 (mm)243 x 325 x 245 (mm)260 x 533 x 450 (mm)14.3kg16.8kg28.9kg20732453

20736553

25743753

バリオタイプ

溶媒回収型真空ポンプ

インバーター ( 回転数 ) 制御方式
【特長】

●ポンプのモーター回転数を直接制御しますので、サンプルに最適な真空度に１ポイント制御が可能です。
●常に最適な真空度に保つことにより濃縮効率が向上し、濃縮時間の短縮、溶媒回収率の向上に貢献します。
● AUTO モード（自動蒸発モード）は、エバポレーターなどでの濃縮時に混合された溶媒が蒸発するのに最適な複数の圧力をセンサーが順次自動検知し、自動調整します。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。
●ガス接触部にはフッ素樹脂 (PTFE, ETFE 等 ) 及び FFKM を採用しています。
●消耗部品の寿命が従来型の約２〜３倍に延びます。（保守コスト削減）●必要に応じてポンプが動きますので低騒音、低振動、省エネルギー対策にも最適です。
●簡単メンテナンスで、ダイヤフラムおよびバルブは、ユーザー交換が可能です。（専用工具が 途必要です。）【用途】
エバポレーター、有機合成装置、蒸留、真空乾燥、遠心濃縮、合成反応装置（リアクター）など。

PC3002 VARIO selectPC3001VARIO selectPC3003 VARIO select

小型ダイヤフラム式真空ポンプシリーズ

モデル
ステージ数（ヘッド数）
排気速度 (Max.)
到達真空度

PC3004VARIO の外観も同一です。

PC3001 VARIO selectPC3002 VARIO selectPC3003 VARIO selectPC3004 VARIO select

３段式 (4)２段式 (2)４段式 (4)３段式 (4)３３㍑／ min

４６㍑／ min

４６㍑／ min

７６㍑／ min

ガスバラスト閉

２ｈＰａ (1.5Torr)

７ｈＰａ (5Torr)

０．
６ｈＰａ (0.45Torr)

１．
５ｈＰａ (1.1Torr)

ガスバラスト開

４ｈＰａ (3Torr)

１２ｈＰａ (9Torr)

２ｈＰａ (1.5Torr)

３ｈＰａ (2.2Torr)

真空コントローラー VACUU•SELECTVACUU•SELECT センサー / アルミナセラミックス製・静電容量式

圧力センサー
制御範囲

１０００〜１ｈＰａ，７５０〜１Ｔｏｒｒ

圧力表示範囲( 但し、ポンプ能力による )１０８０〜０．
１ｈＰａ，８１０〜０．
１Ｔｏｒｒ

測定精度（調整後、温度一定において）

圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）

使用温度範囲／保管温度範囲
吸気ガス最高温度
インターフェース

+10 〜 +40℃／

-10 〜 +60℃

連続：４０℃／

短時間：８０℃

Ethernet(LAN):RJ45, USB(Type A) x 2 ポート , VACUU•BUS
真空ポンプ
MD1C VARIOMZ2C NT VARIO

吸・排気側受けフラスコ
吸気口

ノズル外径 8/12mm

排気口

ノズル外径 10mm

電重量Cat.No.

WxDxH

MD4C NT VARIO

ノズル外径 10mm
ノズル外径 10mm

源 (50Hz/60Hz)

外形寸法

MV2C NT VARIO
500ml

AC100-120V
306 x 303 x 400 (mm)243 x 419 x 457 (mm)8.2kg

17.9kg20700203

20733553

21.1kg20738453

20737553

13

VACUU･LAN® SYSTEM バキューラン・システム
バキューランは、真空ポンプと真空コックを PTFE 配管でネットワーク状に接続したシステムです。真空ポンプ１台で、エバポレーター
をはじめとする複数の真空機器を同時に減圧可能です。ユニットには、それぞれ逆止弁を内蔵していますので、異なる真空機器相互の干渉がほとんど無く、使用中に他のバルブを開いても他系統の真空度に影響がほとんどありません。設置も簡単ですので実験台単位の真空ライン構築などに最適です。Mini-Network は、ニードルバルブが予め３個セットされ、実験台やドラフトのスタンドに取り付けることで簡単に３系統のバルブシステムが設置できます。

バルブ間の接続は、耐薬品性の高い PTFE チューブ

実験台、ドラフトへの設置例

ＶＣＬ０１ Ａ１ＶＣＬ Ｋ Ａ１

ＶＣＬ０２ Ａ１

ＶＣＬー B １０ Ａ１VACUU•LAN Mini-Network

モデル
仕

様

Cat.No.
14

VCL 01 A1VCL K A1

VCL 02 A1VCL-B 10 A1

VACUU•LAN
Mini-Network

ニードルバルブ

ボールバルブニードルバルブ＋ボールバルブ

電磁弁( 別途コントローラーが必要 )ニードルバルブ
VCL 01 ×３個

20677106

20677155

20677107

20677208

22614455

ハイブリッド真空ポンプ

ＲＣ６

二段式のロータリー真空ポンプと、そのオイルタンクを常時減圧排気するダイヤフラム真空ポンプとで構成された複合型真空ポンプ(HYBRID-PUMP) です。ロータリー真空ポンプのオイルタンク内をダイヤフラム式真空ポンプにより常に減圧する事で、ロータリー真空ポンプで発生するオイルタンク内での吸引ガスの凝縮を最小限に止めます。そのためオイルの汚れが非常に少なくポンプ内部に腐食がほとんど発生しないケミカルタイプの真空ポンプです。

Diaphram Pump

Rotary Vane Pump
オイルロータリー真空ポンプ＋ ダイヤフラム式真空ポンプ ＝

Chemistry HYBRID Pump
ハイブリッド真空ポンプ【特長】●ポンプ動作時の熱によりオイル温度が約 60℃に上昇、ダイヤフラム真空ポンプによりオイルタンク内を約 20hPa に減圧することで、吸引された有機溶媒や水がオイルタンクの中で凝縮することを防止、同時にオイルタンク外へ排気します。
●ハイブリッド機構により水、有機溶媒など腐食性ベーパーの吸引に優れた耐腐食性があります。
●オイル寿命が、従来のロータリー真空ポンプの約 50 倍（理論値）、運用時は低コスト＆簡単メンテナンスです。
●ダイヤフラム式真空ポンプのメンテナンス時期を知らせるインジケーター搭載しています。

【用途】
真空凍結乾燥、蒸留、真空乾燥、遠心濃縮など。

ロータリー真空ポンプ

凍結乾燥機に最適
ハイブリッドポンプの熱力学的機能原理

ダイヤフラム真空ポンプ

従来のロータリー真空ポンプでは、有機溶媒、水などの吸引物質が温度と圧力の変化に応じて(1) → (2) → (3) → (C) の状態に変わります。最終的にオイルタンク内で凝縮した状態 (C) となりオイ
ルを汚します。ハイブリッド真空ポンプでは、(3)

ＲＣ６

モデル
排気速度
到達真空度

５０Hz
６０Hz
ガスバラスト閉
ガスバラスト開

吸気口
排気口（ノズル）
所要オイル量
回転数 50/60Hz
電 源 (50Hz/60Hz)
外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

ダイヤフラム真空ポンプのの状態からダイヤフラム真空ポンプによりタンク外メンテナンス時期を知らせるへ排気する為、オイルタンク内での凝縮を最小限し、インジケーターを搭載

オイルの汚れを防ぎます。

RC6
９６㍑／ min

RC6 用接続キット

１１３㍑／ min

ホースノズル付き

２×１０−３ｈＰａ (2x10-3Torr)
１×１０−２ｈＰａ (1.3x10-2Torr)
フランジＮＷ１６
外径１０ｍｍ
Ｂオイル／ 0.34 〜 0.53 ㍑
1500/1800rpm
AC100-120V
302 x 526 x 226 (mm)25.0kg20798563

スモールフランジ NW16

ＲＣ６用接続キット

ノズル外径 12mm と 20mmが付属します。
外部センターリング
NW10/16
アルミクランピングリング
NW10/16
バタフライバルブ VS16C

ー

使用前の暖機運転によりポンプ能力を最大限に発揮するためハイブリッドポン
プには、バタフライバルブの取り付けをお勧めいたします。

15

真空コントローラー＋電磁弁（沸点自動検知機能搭載）

VACUU•SELECT コンプリート コントローラーは、耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載した電子式真空コン
トローラーと電磁弁の一体型です。実験台上に置いて使用する Benchtop モデルと実験台上のスタンドに固定する Stand モデルから設置場所に応じて選択できます。

【特長】●直感的な操作が可能なガラス製タッチスクリーンディスプレイとあらかじめ定義された一般的な真空プロセスを提供します。
●沸点自動検知機能は、エバポレーターでの濃縮時に溶媒の最初の蒸気圧を圧力センサーにより自動検知、自動設定します。（※ 1）●制御部、圧力センサー、電磁弁一体型でご使用の真空ポンプとエバポレーターなどの間に簡単に設置できます。
●内蔵の逆止弁により１台の真空ポンプに複数台のコントローラーの接続も可能です。（※２）●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載しています。
●常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
●正確な読み取りを可能とするデジタル表示と減圧傾向を明確にするアナログ表示で、明るく見やすい液晶画面です。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。
※ 1 沸点自動検知機能をご使用の際は、真空ポンプとエバポレーターを一対一でご使用ください。
※２複数台のコントローラーを接続する場合する場合は、接続機器の減圧に十分な真空ポンプ能力が必要です。

圧力時間

沸点自動検知と２ポイント圧力制御

VACUU·SELECT
コンプリートコントローラー(Benchtop)

モデル
圧力センサー
表示方式
制御範囲
圧力表示範囲測定精度

VACUU·SELECT
コンプリートコントローラー(Stand)VACUU•SELECT コンプリート コントローラー
アルミナセラミックス製・静電容量式
デジタル・アナログ LCD 表示
１０００〜１ｈＰａ( ７５０〜 1Torr)
１０８０〜０．
１ｈＰａ(810 〜 0.1Torr)
圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）（調整後、温度一定において）

圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲ガスの最高温度

hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃
-10 〜 +60℃

連続：40℃ ／ 短時間：80℃
適合チューブ径 4 〜 5mm

VENT 用ガス取り入れ口
真空接続
電 源 (AC アダプタ )
外形寸法 W x D x H

重量Cat.No.
16（ソレノイド操作型／内蔵）

真空ホース：ノズル外径８/12mm
AC100 〜 240V 50/60Hz
127 x 191 x 187 (mm)189 x 152 x 127 (mm)2kg
2kg
20700070
20700080(Benchtop)(Stand)真空コントローラー＋電磁弁（高真空制御）VACUU•SELECT 高真空制御パッケージは、耐薬品性に優れた高真空用圧力センサーと電子式真空コントローラーと電磁弁を組み合わせたシステムです。設定された２つの圧力値内に真空度を保つよう電磁弁をコントロールします。接続は、真空ポンプの仕様に応じてフランジ NW16, NW25 のタイプからお選びいただけます。

【特長】●直感的な操作が可能なガラス製タッチスクリーンディスプレイとあらかじめ定義された一般的な真空プロセスを提供します。
●凍結乾燥、シュレンクライン、分子蒸留など、1hPa 〜 10-3hPa の真空プロセスに最適です。
●圧力センサーは耐薬品性に優れた静電容量式とピラニー式センサーを内蔵した VACUU•VIEW extended を採用しています。
●常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
●正確な読み取りを可能とするデジタル表示と減圧傾向を明確にするアナログ表示で、明るく見やすい液晶画面です。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。

モデル
圧力センサー
表示方式
制御範囲
圧力表示範囲
測定精度
圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲ガスの最高温度
真空接続（ホースノズル）
電 源 (AC アダプタ )
外形寸法 W x D x H

重 量
Cat.No.

VACUU•SELECT 高真空パッケージ
アルミナセラミックス製・静電容量式＋ピラニー式
デジタル・アナログ LCD 表示
１０００〜０．
００１ｈＰａ( ７５０〜 0.001Torr)
１１００〜０．
００１ｈＰａ(825 〜 0.001Torr)

1100 〜 >5hPa ± 3hPa（静電容量センサー） ／5 〜 0.01hPa ± 15%（ピラニーセンサー）（調整後、温度一定において）

hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃
-10 〜 +60℃

連続：40℃ ／ 短時間：80℃
外径 12mm
AC100 〜 240V 50/60Hz
152 x 41 x 127 (mm)( コントローラー本体）(
コントローラー本体）
0.59kg＋ 0.25kg( 電源アダプタ）＋ 0.19kg（圧力センサー）＋ 1.4kg( 電磁弁）
20700100 (NW16)20700110 (NW25)
17真空コントローラー＋電磁弁（特注セット）VACUU•SELECT は、耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載した電子式真空コントローラーです。設定された２つの圧力値内に真空度を保つよう電磁弁をコントロールします。電磁弁は、標準タイプの VV-B 6C と大流タイプの VV-B 15C からお選びいただけます。

【特長】●直感的な操作が可能なガラス製タッチスクリーンディスプレイとあらかじめ定義された一般的な真空プロセスを提供します。
●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製圧力センサーを搭載しています。
●常に真空度を監視し、設定された２ポイントの間に真空度を保ちます。
●正確な読み取りを可能とするデジタル表示と減圧傾向を明確にするアナログ表示で、明るく見やすい液晶画面です。
●アプリケーションエディタにより、プロセスステップを編集、保存、USB メモリ経由でのインポート / エクスポートができます。
●データロガー機能により保存されたプロセスデータを CSV ファイルで USB メモリへ出力できます。

VACUU•SELECT
真空コントローラーモデル
圧力センサー
表示方式
制御範囲
圧力表示範囲測定精度

VACUU•SELECT
アルミナセラミックス製・静電容量式
デジタル・アナログ LCD 表示
１０００〜１ｈＰａ( ７５０〜 1Torr)
１０８０〜０．１ｈＰａ(810 〜 0.1Torr)
圧力表示範囲内において±１ｈＰａ，±１digit（温度係数 <0.15hPa/K）（調整後、温度一定において）

圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲ガスの最高温度
VENT 用ガス取り入れ口
真空接続
電源 (AC アダプタ )

外形寸法 W x D x H

重 量
Cat.No.
18hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃

VV-B 6C
電磁弁
モデル
本体素材
シール素材

-10 〜 +60℃

接続部素材

連続：40℃ ／ 短時間：80℃
適合チューブ径 4 〜 5mm

リークレート（ソレノイド操作型／内蔵）

真空ホース：ノズル外径８/12mm
PTFE チューブ：内径 8/ 外径 10mm 適合
フランジ：NW16AC100 〜 240V 50/60Hz
152 x 117 x 127 (mm)
（ホースノズル取付時）

0.75kg20700000

接続ガスの最高温度

VV-B 6C

VV-B 15C
PVDF
PTFE

ホースノズル：PP
フランジ：ステンレス

フランジ：ステンレス

1x10-2hPa・l/s
フランジ NW16
フランジ NW16/25

ノズル外径 8/12mm

連続：40℃／

短時間：80℃

最高使用温度

40℃

１分間の最高動作回数

50 回

外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

80 x 66 x 83 (mm)110 x 96 x 121 (mm)0.35kg1.4kg
20674210(NW16)20674215(NW25)

20674291

耐薬品性デジタル真空計シリーズ
危険な水銀を使用しないデジタル表示の電子式真空計です。手軽に測定できる電池内蔵の DVR2pro、静電容量式センサーとピラニー式センサーの両方を内蔵したワイドレンジの VACUU•VIEW extended、
静電容量式センサーのみを内蔵した VACUU•VIEW のラインアッ
プにより実験室での圧力測定や生産現場での圧力管理に最適です。

【特長】[DVR2pro]●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。
●自動電源 OFF 機能を搭載しています。
●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
[VACUU•VIEW extended, VACUU•VIEW]● VACUU•VIEW extended, VACUU•VIEW は、AC アダプタ給電により安定した長期間測定が行えます。
●圧力センサー内蔵、見やすい発光型液晶ディスプレイとガラス製タッチパネル一体型のコンパクトデザインです。
●内蔵圧力センサーは、耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーとアルミナセラミックス製ジャケットピラニー式センサーです。
● VACUU•VIEW extended は、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵、大気圧〜 0.001hPa のワイドレンジ測定が可能です。

DVR2proVACUU•VIEW extended

電池内蔵で学生実験、ポンプメンテナンスに最適！

ワイドレンジ測定

VACUU•VIEW
使用例

モデル

DVR2pro

測定原理

静電容量式（アルミナセラミックス製）

表示方式

デジタル・アナログ

VACUU•VIEW extended
静電容量式 + ピラニー式（アルミナセラミックス製）

LCD 表示デジタル

VACUU•VIEW
静電容量式（アルミナセラミックス製）

LCD 表示圧力表示範囲1060 〜 1hPa(mbar)
795 〜 1Torr

1100 〜 0.001hPa(mbar)
825 〜 0.001Torr

1100 〜 0.1hPa(mbar)
825 〜 0.075Torr

精度保証範囲／測定精度

圧力表示範囲内において± 1 hPa，±１digit

1100 〜 >5hPa ± 3hPa（静電容量センサー）
5 〜 0.01hPa ± 15%（ピラニーセンサー）

圧力表示範囲内において± 1 hPa，±１digit（調整後、温度一定において）（温度係数 <0.15hPa/K）

圧力表示単位
使用温度範囲
保管温度範囲最高気体温度
自動電源オフ
圧力センサー型式
測定コード長接

続

電 源
外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

（温度係数 <0.07hPa/K）

hPa, mbar, Torr
+10 〜 +40℃
-10 〜 +60℃
連続：40℃ ／ 短時間：80℃
1 〜 600min, 連続 ON（工場出荷時 5min）
ー

ー

ー

内蔵
本体 2m + AC アダプタ 2m

本体 2m + AC アダプタ 2m

フランジ NW16
ノズル外径 8/12mm
交換式（標準添付）

フランジ NW16
ノズル外径 8/12mm（標準添付）
フランジ部へネジ込み式 (G1/4)

アルカリ電池 (9V, 006P type)

AC100-240V 50/60Hz(AC アダプタ）
62 x 50 x 103 (mm)0.19kg( 電源アダプタを除く )20683210
20683220

115 x 115 x 56 (mm)0.4kg
20682906

注意：真空計は、測定原理により得意な圧力範囲が異なります。測定範囲だけでなく、精度保証範囲も参考にお客様が測定される圧力に適したタイプを選択してください。
19

フルード・アスピレーション・システム
BVC( 液体吸引システム )Biochem-VacuuCenter

BVC (Biochem-VacuuCenter）は、生化学の研究に使用される試料や培地などの液体を安全かつ効率的に吸引、濾過できます。
BVC basic は、既設の真空ラインに接続して使用するタイプです。BVC control および BVC professional は、静かで毎日の使用も快適な高性能で長寿命な耐薬品性ダイヤフラムポンプを搭載しています。吸引力すなわちボトル内の真空圧は、タッチパネルにより細かい調整ができ、サンプルを保護しながら吸引できます。さらに BVC professinal では非接触液体レベルセンサーと取り外し時に自動で閉じるクイックカップリング (4L PP ボトルタイプ ) を装備しています。全てのタイプで耐圧・オートクレーブ可能な 4L PP 製ボトル、もしくは 2L ガラス製ボトルを選ぶことができます。ガラスボトルは、強力なブリーチを使用する滅菌に適しています。どちらのタイプも二つ目のハンドコントローラーを追加でき、二人のユーザーにて共有できるため経済的です。

BVC basic■ 実験室の真空ラインに接続して使用するタイプ（真空ポンプ無し、電源不要）■ メカニカル・バキューム・レギュレーターが、最適な吸引力を維持■ オートクレーブが可能な PP 製回収ボトル( ブリーチを多用される場合は、ガラス製ボトルをお勧めします）■ 直接液体に触れることの無い構造を採用したハンドコントローラー VHCpro( ハンドコントローラー内をチューブが通り、液体が接触しません )■ 滅菌済み疎水性タイプの 0.2 ミクロンフィルターは、真空ポンプシステムへの汚染物の侵入を最大限防止■ ハンドコントローラーを２系統取り付けができ、二人のユーザーにて共有可能

BVC control■ 高性能で長寿命設計の耐薬品性ダイヤフラムポンプを搭載■ ポンプは、必要に応じて自動オン／オフ、フットペダルによる操作は不要■ 吸引力は、タッチパネルで設定可能、内蔵圧力センサーにより電気的に自動調整■ オートクレーブが可能な PP 製回収ボトル( ブリーチを多用される場合は、ガラス製ボトルをお勧めします）■ 直接液体に触れることの無い構造を採用したハンドコントローラー VHCpro■ 滅菌済み疎水性タイプの 0.2 ミクロンフィルターは、真空ポンプシステムへの汚染物の侵入を最大限防止■ ハンドコントローラーを２系統取り付けができ、二人のユーザーにて共有可能■ 排気を安全キャビネットへ戻せるノズル構造（ノズルにサイレンサが付属）

BVC professional■ 上記 "BVC control" の機能に加え、下記の特長があります■ 吸引した液体レベルを搭載の非接触センサーにてモニターし、あふれるのを防止( 液体レベルがボトルの 75% でアラームで警告、自動停止 )■ 自動停止後も解除操作により、滅菌液の追加吸引が可能（液体レベルに注意）■ " 自動で閉じるクイックカップリング " 採用で素早く安全に容器交換が可能

センサー

非接触液体レベルセンサー

20

ハンドコントローラー VHCpro（標準付属）

フルード・アスピレーション・システム
BVC( 液体吸引システム )Biochem-VacuuCenterモデル
ダイヤフラムポンプ
吸引力調整
回収容器
外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

モデル
ダイヤフラムポンプ
吸引力調整
回収容器
電 源 (50Hz/60Hz)
外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

モデル
ダイヤフラムポンプ
吸引力調整
非接触レベルセンサー
回収容器
電 源 (50Hz/60Hz)
外形寸法 W x D x H
重 量
Cat.No.

BVC basic
非搭載
機械式調整（一定）
4L PP

BVC basic G
非搭載
機械式調整（一定）
2L ガラス

200 x 250 x 490 (mm)180 x 230 x 430 (mm)2.8 kg20727000

2.8kg
20727100

BVC control
ME1C
電気式調整
（タッチパネルで設定可能）
4L PP
AC100-120V

BVC control G
ME1C
電気式調整
（タッチパネルで設定可能）
2L ガラス
AC100-120V

194 x 410 x 426 (mm)194 x 410 x 426 (mm)7.3 kg20727203

7.7kg
20727303

BVC professional
ME1C
電気式調整
（タッチパネルで設定可能）
搭載
4L PP
AC100-120V

BVC professional G
ME1C
電気式調整
（タッチパネルで設定可能）
搭載
2L ガラス
AC100-120V

194 x 410 x 448 (mm)194 x 410 x 430 (mm)7.3 kg20727403

7.7kg
20727503※イジェクター付きチップアダプタ、VHCpro 用スタンド、BVC 用キャスターなど、掲載品以外のオプションについては、お問い合わせください。

8 チャンネルチップダプタ( オプション )ガラスボトルモデル

21

Option Parts オプションパーツ
消耗部品、真空計オプション、配管部品、ポンプユニット用付属品など各種パーツを取り揃えております。

真空ポンプ・消耗部品
Cat.No.
20696814

品

名仕

メンテナンスキット MZ 2C 用

様

ダイヤフラム 2 枚，バルブ 4 枚

20696815

メンテナンスキット MD 4C 用

ダイヤフラム 4 枚，バルブ 8 枚

20696878

メンテナンスキット ME 2C NT 用

ダイヤフラム 1 枚，PTFE バルブ 2 枚，O リング 2 個

20696869

メンテナンスキット MZ 2C NT 用

ダイヤフラム 2 枚，バルブ 4 枚，O リング 4 個

20696864

メンテナンスキット ME 4C NT 用

ダイヤフラム 2 枚，PTFE バルブ 4 枚，O リング 4 個

20696870

メンテナンスキット MD 4C NT 用

ダイヤフラム 4 枚，バルブ 8 枚，O リング 8 個ー

メンテナンスキット ME 16C 用

ダイヤフラム 8 枚，PTFE バルブ 16 枚

20696821
ー

メンテナンスキット MD 12C, MV 10C 用

ダイヤフラム 8 枚，バルブ 17 枚，O リング 16 個

メンテナンスキット ME 16C NT 用

ダイヤフラム 8 枚，PTFE バルブ 16 枚，O リング 16 個

20696839

メンテナンスキット MD 12C NT, MV 10C NT 用

ダイヤフラム 8 枚，バルブ 17 枚，O リング 17 個

20696874

メンテナンスキット ME 1C 用

ダイヤフラム (S) 1 枚，PTFE バルブ (S) 2 枚，専用工具20696876

メンテナンスキット MZ 1C 用

ダイヤフラム (S) 2 枚，バルブ (S) 4 枚 (PTFE2 枚 ,FFKM2 枚 )，専用工具20696828

メンテナンスキット MD 1C 用

ダイヤフラム (S) 4 枚，バルブ (S) 8 枚，専用工具20637028

ケミカルタイプ

ダイヤフラム（ラージ）

材質：PTFE-FKM

20637225

ケミカルタイプバルブ（ラージ）

材質：FFKM

20638440

PTFE バルブ（ラージ）

材質：PTFE

20637580

ダイヤフラム交換専用スパナ

ピンスパナ（旧タイプ，MZ2C,MD4C,MD12C 等）

20636554

ダイヤフラム交換専用工具

ＮＴシリーズ用（MZ2C NT,MD4C NT 等）

20687010

Ｂオイル

１㍑

RC5, RC6, RZ2, RZ2.5, RZ6 等

20687011

Ｂオイル

５㍑

RC5, RC6, RZ2, RZ2.5, RZ6 等

真空計／真空コントローラー・オプション部品
Cat.No.

品

名

仕

様

20699946

PC3001VARIO select 延長キット

ポンプユニットからコントローラーを延長

20674217

VENT( 通気 ) バルブ VBM-B

NW16・ホースノズル付き

20683240

Y アダプタ VACUU•BUS + 延長ケーブル VACUU•BUS 2m

VACUU・BUS 機器の増設用

20612875

延長ケーブル VACUU•BUS

ケーブル長 0.5m

20612552

延長ケーブル VACUU•BUS

ケーブル長 2m

22618493

延長ケーブル VACUU•BUS

ケーブル長 10m

20612220

角型リチウム電池 (DVR2 用 )注意：DVR2 は、リチウム電池をご使用ください。

フランジ接続・配管部品
Cat.No.

22

品

名

仕

様

20660000

クランピングリング（アルミ製）

ＮＷ１０／１６20660001

クランピングリング（アルミ製）

ＮＷ２０／２５20660010

クランピングリング（ステンレス製）

ＮＷ１０／１６20660011

クランピングリング（ステンレス製）

ＮＷ２０／２５20660195

外部センターリング

材質：FKM

ＮＷ１０／１６20660196

外部センターリング

材質：FPM

ＮＷ２０／２５20662500

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ１０ （内径 4mm、ノズル外径 8mm）

20662510

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ１６ （内径 4mm、ノズル外径 8mm）

20662511

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ１６ （内径 7mm、ノズル外径 12mm）

20662516

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ２５ （内径 6mm、ノズル外径 10mm）

20662517

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ２５ （内径 7mm、ノズル外径 12mm）

20662518

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ２５ （内径 10mm、ノズル外径 15mm）

20662519

ホースノズル付きスモールフランジ（アルミ製）

ＮＷ２５ （内径 15mm、ノズル外径 19mm）

20662806

ホースノズル付きスモールフランジ（PP 製）

ＮＷ１６ （内径 7mm、ノズル外径 12mm）

20662807

ホースノズル付きスモールフランジ（PP 製）

ＮＷ２５ （内径 7mm、ノズル外径 12mm）

20662808

ホースノズル付きスモールフランジ（PP 製）

ＮＷ２５ （内径 15mm、ノズル外径 19mm）

20662100

ロングパイプユニオン・スモールフランジ（ステンレス製）

ＮＷ１０ （内径 10mm、パイプ外径 15mm、全長 52mm）

20662104

ロングパイプユニオン・スモールフランジ（ステンレス製）

ＮＷ１６ （内径 16mm、パイプ外径 20mm、全長 52mm）

20665007バタフライバルブ

ＩＮ／ＯＵＴ：ＮＷ１６

VS16C

Option Parts オプションパーツ

33

真空ポンプ／溶媒回収・付属品／その他
No.

Cat.No.

品

名No.

Cat.No.

品

名120638497 丸底フラスコ 500ml （コート付き）

17 20636476 ディストリビューターヘッド M35x1.5220637627 ボールジョイント用ステンレスクランプ KS35/25

18 20636548 ディストリビューターホルダー（受け側）

320638821 オーバープレッシャーセイフティーリリーフバルブ

19 20636668 電磁弁 VCL-C3B

420639935 ユニオンナット GL18

20 20677136 ブランクキャップ VCL-C1

520639934 シリコンパッキン GL18

21 20677137 ニードルバルブ VCL-C2

620639948 冷却水ノズル 外径 8mm

22 20636549 ディストリビューターホルダー（本体側）

7

20639917 排気ノズル 外径 10mm

23 20636789 ホースクリップ D10.5

820639947 ユニオンナット GL14

24 20636468 ホースノズル DN10920636551 排気コンデンサ EK500 カバー

25 20637068 キャップ DN8

10 20636547 排気コンデンサホルダー（本体側）

26 23120553 ボールジョイント用 O リング 28x2.5, FPM

11 20636546 排気コンデンサホルダー（受け側）

27 20638181 ブルドン管真空計（前面型）

12
13

20636428 排気コンデンサ EK500 50°

28 20637978 ブルドン管真空計用 O リング 5x3, FKM

20636455 排気コンデンサ EK500 (PC3001VARIO 専用 )29 20636402 ブルドン管空計接続部品 G1/4-10/8

20636635 ホースノズル 外径 8/12mm

30 20636404 ブルドン管真空計ホルダー

14 20636381 ホースノズル 外径 10mm

31 20637356 カウンターナット M16x1.5

15 20637657 ユニオンナット M14, P1

32 20699920 シンクロユニット（ニードルバルブ別途必要）

16 20637658 クランピングリング D10（締付けリング）

33 20639223 ガスバラストキャップ

バキューラン用・配管部品
Cat.No.
20638434
20638435
20639990
20637873

VACUU・LAN 用VACUU・LAN 用VACUU・LAN 用VACUU・LAN 用品
名エルボユニットT 型ユニット
ストレートユニット
アジャスティング • エルボ

仕テフロンホース 8 ／ 10 用様
材質：PVDF※この他にも各種オプションパーツを取り揃えております、お問い合わせください。

23

23

登録商標
VACUUBRAND®:Reg.Trademark VACUUBRAND,Wertheim
VACUU･LAN®:Trademark VACUUBRAND,Wertheim
VACUU･SELECT®:Trademark VACUUBRAND,Wertheim！

安全に関するご注意
使用される前に「取り扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意） 本カタログに掲載の製品、部品の仕様および価格を断り無く変更することがあります。
ドイツ

バキューブランド社

総輸入元

株式会社バキューブランド
サイエンティフィック ジャパン
〒 192-0371 東京都八王子市南陽台 3-13-10（本社）〒 136-0071 東京都江東区亀戸 4-30-8（東京営業所）
TEL:03-5836-6217 FAX:03-5836-6218
Home Page:https://www.vacuubrand.co.jp
E-mail:info-vac@vacuubrand.co.jp©2023 Vacuubrand Scientific Japan Ltd. 第 2 版

24

ご用命は、下記の販売店へ