TokyoTechnicalTTi-800H
TTi-1000H

CNC Gear Measuring System

製品カタログTokyo Technical Instruments Inc.

Concept
高重量物の高精度測定を可能にする高剛性本体構
造 ( シンメトリ-構造）を有しております。
高剛性と省スペースを兼ね備えた大型 CNC 全自動歯車試験機です。
T Ti - 8 0 0 H は、m20・歯車外径 Ø850m m
T Ti - 1 0 0 0 H は、m 20・歯車外径 Ø1060mmまでの測定ニーズにお応えいたします。
Symmetric design of key components with high rigidity
gives the high precision measuring capabilities for large
and heavy gears. This automatic tester for large gear has
highly rigid body and still saves much floor space with its
compact body.
TTi-800H measures up to module 20, ODØ850mm.
TTi-1000H measures up to module 20, ODØ1060mm.

NC 環境 NC System■自社開発 NC 装置 (BB-4) を採用し、将来の拡張性を考慮した構成を実現しました 。
BB-4, CNC system developed in house, achieved
smart structure well designed for future expandability.

PC 環境 PC System■ Windows 対応プログラムによる操作性の向上
・測定結果の容易な 解析が可能です。
■ 他メディアとの容易なコミュニケーションが可能です。(LAN 対応 )■ Windows-compliant program allows advanced

operational performance and facilitates data analysis.
■ Easy communication with other media (LAN-compatible)

鏡面処理による耐摩耗対策

Mirror finishing for wear and abrasion resistance

スライド部All sliding surfaces are processed with mirror finishingjob to increase wear and abrasion resistance.
We developed the special lapping device for highaccuracy processing.

シンメトリー構造 Symmetric Structure

Each axis is designed symmetrically against centerof the bed to increase stability of measurement.
2

Contents of measurement

測定内容

平・はすば・内歯車の歯形・歯すじ・ピッチ測定

Spur/helical gear internal gear profile, lead and pitch measurement【測定モード】
標 準 測 定: 1 ～ 4 分 割 測 定: Division into 1 to 4 measurements: 1 ～ 全 歯 測 定
全 歯 測 定All teeth measurements: 1 to all measurements: 指 定 歯 数 ～ 全 歯
ピ ッ チ 測 定
: Specified to all teeth measurements
Pitch measurements: 1 ～ 全 歯 測 定
内 歯 測 定: 1 to all measurements
Internal measurements: 1 ～ 全 歯 測 定
3 分 割 測 定
Division into three measurements : 1 to all measurements
バ イ ア ス 測 定   : 1 ～ 4 分 割 測 定: Division into 1 to 4 measurements
Bias measurements
Standard measurements【判定項目】

標準ソフトにて各種規格に対応しております。
Standard software evaluates in compliance with the following various standards.
■ JIS 規格■ JIS Standards■ 新 JIS 規格■ DIN 規格■ ISO 規格■ AGMA 規格■ GB/T 規格■ New JIS Standards■ DIN Standards■ ISO Standards■ AGMA Standards■ GB/T Standards＜標準測定＞

測定歯設定画面

Measuring Tooth Set up Monitor■測定歯が自由に設定できます。

■セクターギヤなど間欠歯の測定歯の設定が容易です。
■ Measuring tooth can be set freely.
■ In measuring intermittent teeth such as sector gears, teeth to bemeasured are easily set up.

多段ギヤ測定Cluster gear Measurement
クラスターギヤ等の多段ギヤを、最大 10 段まで全自動測定できます。
Fully-automatic measurement of Cluster Gear (up to 10 gears)＜全歯測定＞

i s pos s ib le .

3

Contents of measurement

測定内容

比較出力
■ 測定したデータを PC に保存することで、以前測定したデータとの比較出力が可能になります。

■ 工程を分類する事で、熱処理前後の変化量が容易に比較解析できます。

■ After saving measuring result to PC, data comparison

between current and previous results is possible.
■ Change amount between before and after hear treatment

is compared with analysis.

＜比較出力＞

自己診断機能【自己診断】

標準ソフトとして自己診断機能を備えております。
各項目に対し全自動診断を実施いたします。

診断結果は、PC に保存して再出力できます。
■ 各軸の静的精度チェック■ 光学スケールカウントチェック■ 各軸バックラッシュチェック
■ 各リミット SW チェック

Self-diagnostic

Standard software has self-diagnostic program.
Self-diagnostic will be done full automatically on
all items. The measurement result is saved for re-output.
■ Static accuracy check■ Optical scale count check■ Backlash check of all axes

＜自己診断＞■ Each limit switch check4

Option program

OPTION プログラム■ 特殊歯車測定・歯車加工工具等の測定を行うことが可能です。
■ 各種専用プログラムの開発も承ります。
■ Special gear and gear manufacturing tools are measurable.
■ Software developments are available for various requirements.

＜ウォーム測定＞<Worm mode>＜ LARGE クラウニング測定＞<LARGE crowning mode>

付属品 Accessories

特殊テールストック Special tailstock●標準付属品 Standard accessories

電装ハード（ＢＢ－４)		

１set

Electrical hardware (BB-4)
歯形・歯すじ・ピッチ測定用ソフト		

１set

Software for testing tooth Profile / Lead / Pitch
測 定 子 （ 800H Ø0.5, Ø0.7, Ø1.0, Ø1.25, Ø1.5, Ø2.0, Ø3.0 )Stylus( 1000H Ø0.7, Ø1.0, Ø1.25, Ø1.5, Ø2.0, Ø3.0, Ø5.0 )テストギヤ
Test gear

ケ レ ー ＆ ホ ー ク 		Work drive & fork

ワークセッティング時の干渉を回避できます。
Avoiding the contact of thewire during work setting.

１set
1 pc
１set

3R 検出器 3R Sensor

検 査 成 績 表 		 １sheet
Inspection report

XYZ の 3 軸検出可能
3 axes : X, Y and Z are detectable.

●特別付属品 Optional accessories■ 3R 検出器 3R sensor■ インターナルホルダー
Internal holder■ LONG 支柱

Long support■ 特殊センター Special center■ 拡張アーム Extension arm■ 特殊測定子 Special stylus■ 周辺機器 Peripheral equipment

拡張アーム Extension arm

孔付き歯車を乗せて、芯だしと面だしを行います。
For checking the flatness & therunout of the ring gear.

5

ギヤの外径部を基準として測定することが可能です。
Measurement withreference to outer diameterof the gear.

Specifications

仕様 Specifications

HH

すじ

すじ

“NDG” 測定方式
“NDG” measuring system“NDG” 測定方式
“NDG” measuring system

Outer body

寸法図 Dimensions

6TTi-800H TTi-1000H

TokyoTechnical201810100