取扱説明書
Bluetooth Digital Hight Gauge（Bluetooth デジタルハイトゲージ）
型名 : SSH-R1400/SSH-R1600
特長➢測定範囲➢最小表示量➢無線通信：400mm/600mm：0.01mm：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

Q-162-1-J ver1.2

1

各部名称

14101113122120262728292223

２０．自動リファレンスモード表示
２１．データ送信中表示
２２，径/溝 測定モード表示
２３．プリセットモード表示

１．ベース
２，ポスト
３．キャリッジ
４．高速移動用レバー

２６．アクティブなリファレンス表示 1/2２７．単位(mm)２８．+/-符号
２９．電池残量少表示

５．キャリッジロックネジ
６．微調整ネジ
７．測定子ホルダ
８．測定子
９．表示
１０．ＭＯＤＥボタン
１１．ＳＥＴボタン
１２．送信ボタン
１３．電池蓋寸法図

１４．通信ケーブル用インターフェース

2月

単位:mm★電池交換★測定子の交換＊）取付角度に注意★キャリッジの使用法➢高速移動 ：高速移動用レバー（４）を押しながら上下させます。
➢微調整：キャリッジロックネジ（５）を右に回してキャリッジを固定させます。
微調整ネジ（６）を前後に回転させて、ファインチューニングします。

3

1. 測定器の操作①ボタン
測定器には、２つの設定モード、基本設定と拡張設定があります。通常押しで基本設定メニューに、長押しで拡張設定メニューになります。設定内のメニューは、通常押しで切替えできます。（項目 3、4）
②ボタン
測定時は伝送ボタン、設定時は設定変更ボタンとなります。
③ボタン
プリセット値の入力、設定時の設定確定ボタン及びスイッチオフの管理ができます。出荷状態では、自動スイッチオフ機能になっており、省電力になっています。（項目 9）④シリアル通信（Bluetooth/RS232/USB）
シリアル通信により、測定値の伝送と計測器各機能の設定ができます。 (項目12).
データ伝送仕様は、4800bps, 7 bits, even parity, 2 stop bits です。

2. 操作開始
どれかのボタンを押してください。.
Bluetoothについては、項目7を参照ください。

43. 基本設定：

ボタンを通常押し(1秒以下）

ボタンを押す毎に各機能にアクセスできます。 :・リファレンスモードの設定：
REF1/REF2/AutoREF
rEF

rEF1

rEF2

Auto

・プリセット値の入力：
：次の桁へ

PrE

diAbt(Bluetooth）

4. 拡張設定：・測定法の設定：
OFF：表面測定モード

OnOFF

On

OFF

：0-9 の変更

rESEt(Reset)

MAC

：確定

ON：径・溝測定モード
・Bluetooth ON/OFF・ペアリングのリセット
・MAC アドレスの表示.

ボタンを長押し（2 秒以上）

拡張設定メニューにはいる場合は、MODEボタンを長押しします。それ以降は、ボタンを通常押しします。

・単位の設定Unit

・測定値増加方向の設定 (+/-)
dir・基準値の入力：一般的には、”0.00”を設定する。
：次の桁へ：0-9 の変更：確定CSt(Constant)
OFFAuto・自動スイッチオフの有効化
Auto(Automatic):有効/Man:(Manual)無効

MAn・Bluetooth profile(Config.)の設定
SIMPLE/Pair/HID
bt.CFGSIMPLE

PAIrHId55. 標準ブロックゲージでキャリブレーション（拡張設定）

ブロックゲージ“CSt” ：Constant（基準となる定数）
注)測定子を交換、または調整した場合には、必ず本キャリブレーションを実施してください。径/溝 測定モードにおいては、必須事項です。

6. 径/溝 測定モード

上図のようなブロックゲージ、または定盤の端にブロックゲージを置いて、その基準面に対し、下方から測定子をあて、次に上方から測定子をあてて、その面に対して、上からあててた場合と下からあてた場合に、同じ値になるようにキャリブレーションします。その設定定数（Constant）は、一般的には、”0.00”にします。

（本測定では、上記キャリブレーション設定が必須となります）
・Zero セット
・表面測定（下面）・径/溝 測定モードオン
・上面測定・径/溝 測定モードオフ
・表面測定①定盤面に、測定子をあてて、”Zero”セットします。（プリセット値を、”0.00”にしておきます。）②高さＡを測定するために、測定子を上方からあてます（下面測定）。その測定値が、Ａ寸法です。
径/溝 測定モードに設定します。設定後、表示は”0.00”になります。
液晶表示では、径/溝 測定モード表示と自動リファレンスモード表示のマークが点灯します。
（キャリブレーション設定において、”0.00”に設定しておきます。）③高さＢを測定するために、測定子を下方からあてます（上面測定）。その測定値が、Ｂ寸法です。
径/溝 測定モード を解除します。解除後、表示は（Ａ＋Ｂ）寸法になります。
④高さＣを測定します。

6

７. Bluetooth に関する表示
7.1. HID モード（外部キーボード入力相当）の場合①拡張設定で、HID に設定②基本設定で、Bluetooth を On
③基本設定で、Bluetooth を Reset④Gateway の PC とペアリング接続（機器名称：Hi_Gage HID）
⑤測定して、送信ボタンで送信

7.3.Bluetooth に関する表示
表示状態

動作モード消灯

Bluetoothを使用しない点滅

Bluetooth接続要求中点灯

Bluetooth接続完了
reset : ペアリングの解除
MAC : MACアドレスの表示

7.2.Pair モードの場合

Simple : ペアリングなしの通信①拡張設定で、Pair に設定②基本設定で、Bluetooth を On
③基本設定で、Bluetooth を Reset④Gateway の PC とペアリング接続（機器名称：SY258）⑤測定して、送信ボタンで送信

Pair : paired and secured profile
HID : virtual keyboard（キーボード入力）

7.4. Bluetooth の接続 :1°Bluetooth のソフトウェアとハードウェアをアクティブにしてください（マスターの PC と本機）。
2°本機を動作させてください。Bluetooth がアクティブになり、Bluetooth マークが点滅します。
3°もし Bluetooth マークが点灯しない場合は、基本設定において、BT モードを ON にしてください。
4°Bluetooth 通信が可能となります。
7.5. ペアリングについて :マスターの PC と初めての接続においては、ペアリングが自動的に確立されます。
新たなマスターの PC と本機をペアリングするためには、本機の基本設定において、Bluetooth の RESETを実行し、かつマスターであった PC においても、ペアリングを削除してください。
7.6. Bluetooth® 仕様

項目仕様

周波数帯

2.4GHz

変調方式

GFSK

最大出力

Class3(1mW)

到達距離≦15m（オープンスペース），1-5m(実際の環境下)バージョン

Bluetooth4.*

7８. お好みボタンの機能設定
お好みボタンの機能を、設定により変えることができます。の長押しで本メニューにはいり、又はの通常押しで変更できます。:

選択の確定:の長押し又は又はの通常押し

備考 : - シリアル通信コマンドにより、同じ設定が可能です.

９. スイッチオフ
本測定器は、10分間使用されないと、自動的にスタンバイ状態になります。ただし、この自動スイッチオフ機能がオフになっている場合は実行されません。（4項の拡張設定）
また、SETボタンの長押し（2秒程度）で、このスタンバイ状態に強制的に移行できます。

スタンバイモードでは、測定センサーの基準値が保持されており、測定シリンダーを動かす、シリアル通信でRSコマンドを入力する、またはどれかのボタンを押すことで、自動的に動作が再開します。
測定器を長期間使用されない場合に、完全にスイッチオフさせることができますが、この場合は、動作再開後、測定センサーの基準値が保持されていないので、ゼロリセットが必要となります。
SETボタンを4秒以上長押しすると、画面が消えた後、“OFF”が表示されてから画面が消え、完全オフとなります。

10. 測定器の設定を工場出荷状態にリセット
SET ボタンと MODE ボタンの同時押しを 4 秒以上すると、画面に“rESEt”が表示され、その後、元の表示に戻ります。この操作で、測定器の設定を工場出荷状態に戻すことができます。
★とを同時押しで、4秒以上

11. 測定器とケーブルの接続
2 頁をみて、計測器にケーブル（RS232 又は USB）を接続してください。コマンドは、13 項の表を参照ください。

812.メンテナンス
的確な動作を確保し、腐食を防ぐために、液体に触れた後は、機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。
また、本測定器を直射日光、高温高湿にさらさないでください。

13. シリアル通信コマンド表
9

動作モードの設定

設定パラメータ/状態の確認

CHA+ / CHA-

測定値増加方向の設定
CHA+:測定値が増加 / CHA-:測定値が減少

CHA?

FCT0 / FCT1 / … / FCTA / … / FCTF

お好みボタンへの機能設定

FCT?

MM / IN
KEY0 / KEY1

単位を設定
MM:mmミリ/IN:inchインチ
ボタンをロックする
KEY0:ロック/KEY1:ロックしない

UNI?
KEY?

MUL +/-xx.xxxx

掛け算値を設定

MUL?

PRE +/-xxx.xxx

プリセット値を設定

PRE?

LCAL dd.mm.yy

ホールドモードをオンオフ設定
STO1:ON / STO0:OFF
許容限界値の設定オンオフ
TOL1:ON /TOL0:OFF
省電力動作モードのオンオフ設定
ECO1:ON / ECO0:OFF
2点測定モードのオンオフ設定
INTE1:ON / INTE0:OFF
最後のキャリブレーション実施年月日の設定

NCAL dd.mm.yy

次のキャリブレーション予定年月日の設定

NCAL?

NUM x...x (up to 20 chars)

測定器番号の設定

NUM?

STO1 / STO0
TOL1 / TOL0
ECO1 / ECO 0
INTE1 / INTE0

MIN /MAX /DEL /NOR
AOFF1 /AOFF0
CFGBAR NOR / CFGBAR MAX
FACT1 / FACT2 / FACT5 / FACT10
RES1 / RES2 / RES3

最小値/最大値/最大値－最小値/現状の測定値の設定
MIN:最小値/MAX:最大値/DEL:差分=最大値-最小値/
NOR:現状の測定値
自動スイッチオフ機能の有効化
AOFF1:有効/AOFF0:無効
バーグラフ表示の割り当て
CFGBAR NOR:通常表示/CFGBAR MAX:最大値状態を保持
アナログ目盛量の割り当て
FACT1:1目盛=1digit/FACT2:1目盛=2digits/
FACT5:1目盛=5digits/FACT10:1目盛=10digit
最小解像度の設定
RES1:0.0001mm/RES2:0.001mm/RES3:0.01mm

STO?
TOL?
ECO?
INTE ?
LCAL?

MOD?
AOFF?
CFGBAR?
FACT?
RES?

TOL +/-xxx.xxx +/-yyy.yyy

許容制限値の設定
x:下限値/y:上限値?

CLE

最小値、最大値、最大値-最小値をリセット（クリア）する

SET?

UNI1 / UNI0
OUT1 /OUT0

単位設定の有効化
UNI1:有効/UNI0:無効
連続データ出力のオンオフ
OUT1:オン/OUT0:オフ

ID?
BAT?

PRE ON / PRE OFF

プリセットコマンドの有効化

VER?

ANA ON / ANA OFF

アナログ表示のオンオフ

MAC?

PRESETSBY xx

BTRST

プリセット値を呼び出す
ゼロ値にリセットする
スタンバイ状態までの時間設定（xx分）
Bluetooth®モジュールの電源オンオフ
BT1:ON/BT0:OFF
Bluetoothペアリングを解除する

OFF
RST
SBY

スイッチオフする (ボタンを押すとオンする）
測定器をリセットする測定器をスタンバイ状態にする(SIS)

FAC RST
TOL +/-nnn.nnn +/-xxx.xxx +/-yyy.yyy(SSI-650の場合）

工場出荷状態に戻す
許容制限値の設定
n :公称値 /x :下限値 /y :上限値

BT1 / BT09

測定増加方向は?
応答 : CHA+ / CHAお好みボタンの機能は?
応答 : FCT0～FCTF
単位は?
応答 : MM/IN
ボタンはロック状態?
応答 : KEY0/KEY1
掛け算値は?
応答 : +/-xx.xxxx
プリセット値は?
応答 : +/-xxx.xxx
ホールドモード状態は?
応答 : STO1/STO0
許容限界値の設定モードか?
応答 : TOL1/TOL0
省電力モードか?
応答 : ECO1/ECO02点測定モードか?
応答 : INTE1/INTE0ｘ
次のキャリブレーション予定年月日?
応答 : dd.mm.yyyy
測定器番号は?
応答 : x...x
測定値モードは?
応答 : MIN/MAX/DEL/NOR
自動スイッチオフ機能は有効か?
応答:AOFF1/AOFF0
バーグラフ表示のモードは?
CFGBAR NOR/CFGBAR MAX
アナログ目盛量は?
応答 : FACT1/FACT2/FACT5/FACT10
最小解像度は?
応答 : RES1/RES2/RES3
現状値 (表示値)は?
応答 : +/-zzz.zzz ⇒現状値（表示値）
許容値判定モードの場合=+/-zzz.zzz ⇒現状値<+/-xxx.xxx ⇒下限値>+/-yyy.yyy ⇒上限値
測定器のパラメータは?
応答 : CHA+/CHA-,MM/IN,X1/X2/X5,
RES1/RES2/RES3,MIN/MAX/DEL/NOR,
STO0/STO1,KEY0/KEY1,BAT1/BAT0
測定器のID番号は?
応答 : SYxxx
バッテリー状態は?
応答 : BAT1: OK/ BAT0: 残量少測定器ソフトウェアのバージョンは?
応答 : Vx.x DD.MM.YYYY
Bluetooth®のMACアドレスは?
応答 :XXX…XXX(up to 12 chars)14. 製品仕様
型式

SSH-R1400

SSH-R1600
0.01

最小表示量(mm)
測定範囲(mm)

0-400

0-600

指示誤差(μm)±40±5010

繰返し精密度(μm)
重さ(g)49705230

動作温度(℃)

5～40

保存温度(℃)-10～60

保護等級IP51

電池寿命

約6か月（通常使用条件下）

電池

CR2032

15. 内蔵する Bluetooth モジュールについて:このモジュール、ISP091201 は、Nordic Semiconductor 社の nRF8001 μBlue Bluetooth Low Energy
Platform を内蔵しています。nRF8001 は、Bluetooth Ver4.0 以下のすべての機能を含む、超低消費電力のワイヤレスアプリケーション、Bluetooth Low Energy（BLE）仕様のベースバンドプロトコルエンジン内蔵の送受信シングルチップです。

16.Certification
内蔵 bluetooth module

ISP091201D

地域・国認証米国

FCC ID : 2AAQS-ISP091201

カナダ

IC : 11306A-ISP091201

ブラジル

Anatel : 0516-14-4534

韓国
メキシコ

MSIP-CRM-iNs-ISP091201
IFT : RCPSYIS14-0655

日本

001-A06167

台湾

CCAH18LP2040T6

EU
インド

WPC : ETA-1003/2-17-/RLO(WR)10保証
この製品は JIS またはテクロック社規格に合格しかつ長さ及び質量の国家標準に対しトレーサブルであることを保証します。

注意事項
1) 本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して、点検の周期を定め、定期点検を行ってください。弊社以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。
2) 本測定器は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません。

仕様及び外観は、製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 テクロック
株式会社 テクロック・スマートソリューションズ
https://teclock.co.jp
本社・中部営業所〒394-0042 長野県岡谷市成田町 2-10-3
東京支社・東部営業所〒108-0073 東京都港区三田 3-4-18-702
大阪支社・西部営業所〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-1-31-305

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914
TEL.(03)5765-5333/5334 FAX.(03)5765-5335
TEL.(06)6743-0555

e-mail : teclock@teclock.co.jp

FAX.(06)6743-0558