認証機能付き

アルコールチェッカー トライアルキット
PALC-KIT PT-1４0 Ver.1.7
取扱説明書

2013/01

初

版

目

次
はじめにお読みください ..................................................................................................................... 4
本製品のご使用にあたって .............................................................................................................. 4
１．製品について ................................................................................................................................ 5
１．１

特徴 ................................................................................................................................ 5

１．２

機

能 ................................................................................................................................ 6

１．３

製品構成 ............................................................................................................................. 7

１．４

製品仕様 ............................................................................................................................. 7

１．５

使用環境 ............................................................................................................................. 8１．６センサーの校正 .................................................................................................................. 8

２．ご使用前の準備 ............................................................................................................................. 9２．１

機器の接続 ......................................................................................................................... 9

２．１．１

PALC-KIT の接続 .................................................................................................. 9２．１．２

印刷機器の接続 ..................................................................................................... 10

２．１．３

機器の取り外し ..................................................................................................... 10

２．２

ソフトウェアのインストール .......................................................................................... 11

２．２．１

PALC-KIT 専用ソフトウェアのインストール .................................................... 11

２．２．２

Virtual COM Port Driver のインストール ........................................................ 13

２．２．３

PALC-KIT 専用ソフトウェアのアンインストール ............................................. 14

２．２．４

ソフトウェアの再インストール ........................................................................... 14

２．３

ユーザーの登録 ................................................................................................................ 15

３．起動と終了 .................................................................................................................................. 16
３．１

起動方法 ........................................................................................................................... 16

３．１．１

メニューからの起動 ............................................................................................. 16

３．１．２

ショートカットからの起動 .................................................................................. 16

３．２

終了方法 ........................................................................................................................... 18

４．画面説明 ...................................................................................................................................... 18
４．１

アルコール濃度測定画面 ................................................................................................. 18

４．２

ＣＳＶ外部出力画面 ........................................................................................................ 19

４．３

ユーザーマスタ登録画面 ................................................................................................. 20

４．４

ＩＤカード設定画面 ........................................................................................................ 21

４．５

中間点呼取込画面 ............................................................................................................ 22

５．アルコール濃度の測定 ................................................................................................................ 23
５．１

処理の流れ ....................................................................................................................... 23

５．１．１

アルコール濃度測定モード .................................................................................. 24

５．１．２

外部データ取込モード .......................................................................................... 25

５．２

アルコール濃度の測定手順 .......................................................................................... 26

５．２．１

個人認証と測定モードへの移行 ........................................................................... 26

５．２．２

アルコールセンサー準備（キャリブレーション） .............................................. 27
2

Pinetec Co.,Ltd.

５．２．３アルコール濃度の測定 .......................................................................................... 28５．２．４

測定結果の確認と記録 .......................................................................................... 29

５．３

外部データの取り込み ..................................................................................................... 32

５．３．１

ID カードによる外部測定データ取込 .................................................................. 32

５．３．２

携帯電話－インターネット経由による外部測定データ読取 ............................... 35

６．ユーザー登録 .............................................................................................................................. 38
６．１

新規登録 ........................................................................................................................... 38

６．１．１

はじめてユーザー登録する場合（管理者の登録） .............................................. 38

６．１．２

一般ユーザーの登録 ............................................................................................. 39

６．２

編

集 .............................................................................................................................. 41

６．３

削除 .............................................................................................................................. 41

６．４

事業所コードの登録 ........................................................................................................ 42

７．外部出力 ...................................................................................................................................... 43
７．１

CSV 外部出力方法 ........................................................................................................... 43

７．２

Microsoft EXCEL による閲覧 ........................................................................................ 45

８．ＩＤカード設定 ........................................................................................................................... 46
８．１

設定入力と保存 ................................................................................................................ 47

８．２

ID カードへの書込み ....................................................................................................... 48

８．３

ID カードの初期化 .......................................................................................................... 48

９．メンテナンス .............................................................................................................................. 49
９．１

データのバックアップ ..................................................................................................... 49

１０．参考資料 .................................................................................................................................. 50
１０．１

ファイル構成 ................................................................................................................ 50

１０．２

設定ファイル ................................................................................................................ 51

１１．こんなときは（トラブルシューティング） ....................................................................... 53

お問合せ先 ......................................................................................................................................... 56

3

Pinetec Co.,Ltd.

はじめにお読みください
このたびは、アルコールチェッカートライアルキット PALC-KIT PT-140 をご採用いただき、
まことにありがとうございます。本書は PALC-KIT PT-140 を正しくご利用いただくための操作方法ならびに注意事項等について記載しております。誤った操作や適切でない運用を行った場
合は重大な事態を引き起こす可能性があります。ご利用前に本書をご一読いただき、製品に関する正しい知識を身につけてご活用いただきますようお願い致します。
本書は、本書作成時のハードウェアおよびソフトウェアの情報※をもとに作成されています。
ソフトウェアのバージョンアップ等により記載内容とソフトウェアの機能や名称が異なる場合があります。また、本書の内容は予告なく変更することがあります。

本製品のご使用にあたって

警

告

本製品は、飲酒運転の可否を判断するためのものではありません。本製品の測定結果のみで運転の可否を判断しないで下さい。
本製品は、飲酒の状態を一定の条件に基づいて判定しており、あくまでも飲酒状態の一判断材料として自主管理用にご利用下さい。したがって、本製品の製造者ならびに販売者は、本製品の使用を動機とするアルコール影響下の交通事故や飲酒運転による過失について、一切の責任を負いません。

注意
本製品は、半導体式ガスセンサーを使用していますので、アルコール以外のガス等にも反応する場合があります。アルコール濃度が検出された場合は口をすすいで再度測定を行って下さい。



本製品は、点呼時の飲酒有無の検出を目的としており、大量のアルコール摂取量を連続計測する用途には適しておりません。



タバコの煙、殺虫剤、化粧品、シンナー、ペンキ等の可燃性の溶剤や塗料などの近くでは使用しないようにして下さい。



測定場所の周りがアルコールや有機系ガスの雰囲気では使用しないで下さい。精度や感度が低下し、正しい測定結果が得られない場合があります。

※

本取扱説明書で記述している専用ソフトの対象バージョンは、Ver.1.7.0.0 です。

※

一部画面の説明図が PT-100 Ver.2.0 の場合があります。PT-140 Ver.1.7 に置き換えてお読み下さい。

4

Pinetec Co.,Ltd.

１．製品について

１．１ 特

徴

（１）お手軽導入
既存のパソコンに接続するだけで個人認証機能を備えたアルコール検知システムが簡単に実現できます。
（２）簡単操作
ID カードをかざして（認証と測定準備）、息を吹きかけ（測定）、ID カードを外す（記録）の３ステップで測定が完了します。通常操作においてキーボード入力は不要です。
（３）ハイコストパフォーマンス
個人認証・測定経過グラフ表示・測定結果記録・外部出力・印刷など、標準で高機能を備えています。
（４）中間点呼対応
遠隔拠点のアルコールチェッカーPALC-KIT PT-140 や車載用アルコールチェッカーPT-91
シリーズと連携することにより遠隔地のでの測定結果を ID カードまたは携帯電話を利用して PALC-KIT PT-140 に取り込んで管理することが可能です。

図 1 中間点呼の運用イメージ

5

Pinetec Co.,Ltd.

１．２ 機能（１）アルコール濃度の検知
呼気中のアルコール濃度を検知し、結果をパソコンに記録します。
（２）ＩＤカードによる認証
ＲＦＩＤ付き社員証などにより被測定者の認証を行います。個人認証とアルコール濃度の検知を同時に行うことにより検知結果の改竄防止につながります。
（３）ＩＤカード書込み
ＩＤカードに情報を記録できるため、遠隔地で測定した結果を持ち帰る事ができます。
（４）外部出力アルコール濃度の検知結果をＣＳＶ形式で出力することができます。

図 2 機器の運用イメージ

6

Pinetec Co.,Ltd.

１．３ 製品構成

本製品は次の内容物より構成されています。
①アルコールセンサー部・ＲＦＩＤセンサー部②ＲＦＩＤカード（無地 3 枚付属）③

③専用ソフトウェア インストール CD①②④取扱説明書（③インストール CD 中に記録）

図 3 製品構成

１．４ 製品仕様
PALC-KIT

品名・型式

アルコールチェッカ

使用環境条件

常温常湿環境（15～25℃、85%RH）【アルコールセンサー】
センサータイプ

硫黄化合物ガス検知半導体素子

測定範囲

0.0 ～

分解能

0.04 mg/ℓ

0.25 mg/ℓ【RFID】
規格

ISO/IEC15693 準拠 (非接触近傍型)

キャリア周波数

13.56MHz

変調方式

ASK 変調符号化方式

Pulse Position 方式

データ転送レート～26kbps

衝突防止（アンチコリジョン）

対応

交信距離

0～30mm（周囲に磁性体がないこと）

100%/10%【ソフトウェア】
画面表示件数1000 件

データ登録件数

ハードディスク容量による登録ユーザー数

ハードディスク容量による※本製品の仕様は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。

7

Pinetec Co.,Ltd.

１．５ 使用環境

本製品を利用するためには次の要件を満たすパーソナルコンピューターが必要になります。
【ハードウェア】①USB2.0 インターフェース②SVGA（800×600）以上の解像度をもつ表示装置③マウス等のポインティングデバイス【ソフトウェア】①オペレーティングシステム（OS） Microsoft Windows XP / Vista / 7 (32 ﾋﾞｯﾄ版)②Microsoft .Net Framework 3.5③Microsoft EXCEL 等の表計算ソフトウェア※Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 は Microsoft Corp.の登録商標です。
※Microsoft EXCEL は Microsoft Corp.の登録商標です。
※本製品の効果音には TAM Music Factory の音源を使用しております。

１．６ センサーの校正

本製品の機能および性能を維持するため、定期的なセンサー校正が必要です。弊社では 6 ヶ月毎のセンサー校正を推奨致しております。詳細につきましては、販売店または弊社までお問合せ下さい。

8

Pinetec Co.,Ltd.

２．ご使用前の準備
２．１ 機器の接続
２．１．１

PALC-KIT の接続

PALC-KIT を使用する場合にはパソコンとの接続が必要になります。パソコンとの接続
は PALC-KIT の USB ケーブルをパソコンの USB 端子に接続するだけで完了します。(図4) 初めて PALC-KIT ご利用になる場合には、USB 機器のドライバーソフトウェアのインストールを促すメッセージが表示されます。詳細については ２．２．２

Virtual COM Port

Driver のインストールを参照して下さい。

図 4 パソコン USB 端子への接続測定を行う 10 分前には PALC-KIT をパソコンに接続し、専用ソフトウェアを起動してセンサーのウォームアップ（暖気運転）を行って下さい。さらに、実際の測定を行う前に、２、３回テスト測定を行うと安定した測定が行えます。

9

Pinetec Co.,Ltd.

２．１．２

印刷機器の接続

PALC-KIT 専用ソフトウェアは、測定毎に結果を印刷することができます。印刷は OS 上の「通常使うプリンタ」に設定されたプリンターに出力されます。パソコンと印刷機器との接続方法については各印刷機器の取扱説明書を参照して下さい。

PALC-KIT 専用ソフトウェアでは、測定結果を他の書類に記録として残す場合を想定し、出力の書式を KING JIM テプラ PRO SR3500P 等の PC ラベルプリンタ用（テープ幅18mm/24mm）に設定してあります。PC ラベルプリンタをご利用したい場合には、お客様でご用意いただくか、販売店にご相談下さい。

２．１．３

機器の取り外しPALC-KIT をパソコンから取り外す場合には、必ず専用ソフトウェアを終了させてからパソコンの USB 端子より PALC-KIT のケーブルを抜きます。
印刷機器等の外部入出力装置の取り外しについては、各機器の取扱説明書等を参照して
下さい。

10

Pinetec Co.,Ltd.

２．２ ソフトウェアのインストール
PALC-KIT を使用するためには PALC-KIT を接続したパソコンに次の２つのソフトウェ
アをインストールする必要があります。以下に各ソフトウェアのインストール手順を示します。
・PALC-KIT 専用ソフトウェア
・Silicon Labs 社

Virtual COM Port (VCP) Driver※OS 上に Microsoft .Net Framework 3.5 がインストールされている必要があります。
※本書では例として WindowsVista の画面を使用しております。他の OS では表示が異なる場合があります。

２．２．１

PALC-KIT 専用ソフトウェアのインストール①付属のインストール CD をパソコンにセットすると、自動的にセットアッププログラムが起動します。CD ドライブの自動機能を OFF に設定してある場合や自動起動しない場合には、CD ド
ライブの setup.exe をダブルクリックし、セッ
トアッププログラムを起動して下さい。
②PALCKIT PT-140Ver.1.7 セットアップウィザ
ード画面が表示されたら、［次へ］ボタンをク

図 5 セットアップウィザード画面

リックします。
（図 5）この段階でエラーが発生した場合は 11章のこんなときは（トラブルシューティング）を参照して下さい。
③インストールフォルダの入力を行います。任意のフォルダにインストールしたい場合は、直接インストールフォルダのパスを入力するか、［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダを指定します。さらにインストールの対象となるユーザーを選択後、［次へ］ボタンをクリックします。（図 6）

図 6 インストールフォルダ入力画面

11

Pinetec Co.,Ltd.

④インストールの確認画面が表示されるので、［次へ］ボタンをクリックするとインストールが開始されます。（図 7 図 ）

図 7 インストール確認画面⑤ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合
は、図 8 の画面が表示されますので「許可」
をクリックして下さい。

図 8 ユーザーアカウント制御画面⑥インストール実行中は図 9 の画面が表示され、進捗状況を表示します。

図9

インストール進捗画面⑦インストールが完了すると図 10 が表示されま
す。

図 10

インストール完了画面

12

Pinetec Co.,Ltd.

２．２．２

Virtual COM Port Driver のインストール
電源の投入されたパソコンに初めて

図 11 ドライバーインストールメッセージ

PALC-KIT を接続すると、画面上に図 11 のメッ
セージが表示され、メッセージをクリックするとVirtual COM Port (VCP) Driver のインストー
ルが開始されます。
ドライバーのインストール時に適切なドライバーが見つからなかった場合は、専用ソフトウェ
アインストール CD を CD または DVD ドライブにセットし、ドライバーの参照場所として
CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7 フォルダ

図 12 ドライバーインストール進捗画面を指定して下さい。

図 13 ドライバーインストール完了画面※最新の VCP Driver は、以下の Silicon Labs 社サイトよりダウンロードすることが可能です。
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx

13

Pinetec Co.,Ltd.

２．２．３

PALC-KIT 専用ソフトウェアのアンインストール①OS のスタートメニュー→コントロールパネル→プログラムと機能を起動します。
②プログラムと機能の画面から PALCKIT
PT-140Ver.1.7 をダブルクリックします。
（図 14）③アンインストールの確認メッセージで［はい］をクリックします。（図 15）

図 14 コントロールパネル④ユーザーアカウント制御画面が表示され、許可を求められた場合は、[許可]をクリックします。

図 15

アンインストール確認画面

２．２．４

ソフトウェアの再インストール
PALC-KIT 専用ソフトウェアの再インストールを行う場合には① インストール CD の「setup.exe」を実行します。
セットアップが実行されると、「セットアップ
ウィザードへようこそ」画面(図 16)が表示されますので、「PALCKIT PT-140Ver.1.7 の修復(R)」をチェックし、[完了]ボタンをクリック

図 16 PALC-KIT の修復します。
②[完了]ボタンをクリックすると、再インストー
ルが実行され、「インストールが完了しました。」
画面(図 17)が表示されます。
③[閉じる(C)]ボタンをクリックしてアップグレ
ードを終了します。
※再インストールによって既存の設定やデータが上書きされることはありませんが、不測の事

図 17

PALC-KIT の修復完了

態に備えバックアップを励行して下さい。
14

Pinetec Co.,Ltd.

２．３ ユーザーの登録
PALC-KIT でアルコール検知を行う際には、検知開始およびアルコール濃度測定中に ID
カードを利用して被測定者の個人認証を行います。したがってアルコール検知の対象となる被測定者は、予めユーザー登録が完了している必要があります。ユーザー登録の具体的な操作方法については、６．１

新規登録を参照して下さい。

15

Pinetec Co.,Ltd.

３．起動と終了

３．１ 起動方法
３．１．１

メニューからの起動
OS の「スタート」→「すべてのプログラム」→「PALCKIT PT-140 Ver.1.7」をクリックし、専用ソ
フトウェアを起動します。以降は３．１．２

図 18 メニューからの起動

３．１．２

ショー

トカットからの起動 を参照して下さい。

ショートカットからの起動
デスクトップ上のショートカット(図 19)をダブル
クリックして PALC-KIT 専用アプリケーションを起動します。この際、ID カードの読取部には ID カードが置かれていない事を確認して下さい。

図 19 ショートカットからの起動

ソフトウェアが起動するとウォームアップ中の画面（図 20）が表示されます。
ウォームアップ中は、画面左下に赤い●印が表示され、アルコールセンサーがまだ測定可能な状態になっていないことを示しています。
ウォームアップの状態で ID カードをかざす事によりウォームアップが一時中断され、ウオームアップの継続、中断選択メッセーが表示されます。（図 21）

図 20 起動直後の表示画面

16

Pinetec Co.,Ltd.

ウォームアップを継続する場合には ID カードを取り除き、[OK]ボタンをクリックします。ウォームアップを中断する場合には[キャンセル]ボタ
ンをクリックします。
ウォームアップを中断することにより測定を
図 21 ウォームアップの継続確認

はじめとした各種の操作が可能になります。

ウォームアップを中断した状態で測定を実行した場合、測定結果が安定せず、正確な測定を行うことができなくなります。

ウォームアップが終了すると画面の左下が緑の●印に変わります。（図 22）※ウォームアップ表示は起動時のみ表示され、測定が開始以降は表示されなくなります。

図 22 ウォームアップ完了画面

専用ソフトウェア起動時に。
『アルコールセンサーの校正期間が過ぎています。
センサーの校正をお勧めします。』というメッセージが表示される場合があります。この表示は、アルコールセンサーの寿命を超えて使用している場合。あるいは PALC-KIT のハードウェアが専用ソフトウェアのバージョンに対して古い場
合に表示されます。
メッセージが表示されても PALC-KIT をご使用いただけますが、正常な動作や正確な測定は保証致しかねます。このメッセージが表示された場合には、お買い求めいただいた販売店にご相談下さい。

17

Pinetec Co.,Ltd.

３．２ 終了方法

ソフトウェアを終了する場合は、画面右下の［閉じる］ボタンをクリックし、終了確認画面で［はい］をクリックすることにより終了します。
(図 23)

図 23 終了確認

４．画面説明アルコールチェッカートライアルキットの PALC-KIT 専用ソフトウェアは、アルコール濃度測定画面、ＣＳＶ外部出力画面、ユーザーマスタ登録画面、ID カード設定画面および中間
点呼取込画面の５つの画面から構成されています。

４．１ アルコール濃度測定画面

専用ソフトウェアのメイン画面です。この画面ではアルコール濃度測定に関して、被測定者に対する指示や測定結果の表示を行います。

画面切り替えタブ
各画面の切り替えを行います。
インフォメーション表示領域
操作指示や個人認証結果および測定結果を表示します。
履歴一覧表示領域
過去の計測結果を 1000 件分表示します。
項目名をダブルクリックすることにより並べ替えができます。項目名をドラッグし、表示幅を変更することができます。
キャリブレーション進捗表示
キャリブレーションの状況を表示します。
図 24

アルコール濃度測定画面１

ソフトウェア終了ボタン
ソフトウェアを終了します。

18

Pinetec Co.,Ltd.

他事業所向けデータ表示チェックボックス
他の事業所に所属するユーザーの測定結果を表示します。（中間点呼用）

結果印刷チェックボックス
測定結果を印刷する場合にチェックを入れます。
グラフ表示領域
リアルタイムに測定値を表示します。

図 25 アルコール濃度測定画面２

４．２ ＣＳＶ外部出力画面保存された測定結果をＣＳＶファイルへ出力指示する画面です。

出力範囲指定コンボボックス
CSV ファイルを出力する日付範囲を開始日と終了日で指定します。

他事業所データ出力チェックボックス
他の事業所に所属するユーザーの測定結果も出力します。
拡張形式チェックボックス
拡張された項目（GPS データ等）を出力します。
図 26

CSV 外部出力画面

出力開始ボタンCSV ファイルの出力を実行します。

19

Pinetec Co.,Ltd.

４．３ ユーザーマスタ登録画面

ユーザー（被測定者）の登録、編集を行う画面です。

編集ボタン
編集モード（閲覧／編集）の切り替えを行います。

ユーザー 一覧表示領域
登録されているユーザーの一覧表示および編集領域。各項目名をダブルクリックすると並べ替えができます。また項目名をドラッグすると列幅を変更することができます。

図 27 ユーザーマスタ登録画面

閲覧モード

削除ユーザー表示チェックボックス
チェックすると削除フラグをセットされたユーザーも表示対象とします。

事業所登録ボタン所属する事業所を 0～F のコードで割り当てます。（中間点呼用）

画像取込ボタン
画像ファイルを取り込み、画像名の欄に画像ファイ
ル名をセットします。

ID 取込ボタンID カードの ID 値を読み取り、ID 欄に値をセットし図 28 ユーザーマスタ登録画面

ます。

編集モード

20

Pinetec Co.,Ltd.

４．４ ＩＤカード設定画面
車載用アルコールチェッカーPT-91 シリーズと連携する際の ID カードへの設定を行います。

セキュリティガード画面
管理者権限を持つユーザーのみが ID カード設定
画面にアクセスできます。管理者の ID カードをかざすことによりの入力画面が表示されます。

対象者選択コンボボックス
設定対象となる ID カードの所有者を選択しま

図 29 ID カード設定画面 1

す。ユーザーマスタに登録されたユーザーが表示されます。

設定保存ボタン
設定項目を内部データベースに保存します。
カード書込みボタン
内部データベースに保存された設定を ID カードに書込みます。（メンテナンス用）
画面クリアボタン
設定項目の内容を初期化します。
ID カード初期化ボタン
ID カードに記録された情報に不整合が発生した場合に使用します。（メンテナンス用）
図 30

ID カード設定画面２

設定項目
PT-91 の測定に関する設定を入力します。

21

Pinetec Co.,Ltd.

４．５ 中間点呼取込画面

車載用アルコールチェッカーPT-91 より携帯電話経由で送信されたデータを受信します。

セキュリティガード画面
管理者権限を持つユーザーのみが中間点呼デー
タの取込を行うことができます。
管理者の ID カードをかざすことにより図 32 の入力画面が表示されます。

図 31 中間点呼取込画面１

データ取込ボタン
PT-91 から送信され、サーバー上に保存された測定データを取り込みます。

エラー時データ取込ボタン
データ取込の失敗により中途半端な状態におかれたデータを取り込みます。（メンテナンス用）
このボタンは通常非表示で、エラー発生時ある
いは画面上をダブルクリックすることにより表示されます。
図 32 中間点呼取込画面２

取込データ確認領域
取り込まれた中間点呼データが一覧表示されます。

図 33 中間点呼取込画面３

22

Pinetec Co.,Ltd.

５．アルコール濃度の測定
５．１ 処理の流れ
PALC-KIT PT-140 Ver.1.7 では中間点呼に対応するため、測定結果を ID カードに書込み、または読み取ることが可能になりました。これにともない外部データ取込モードが追加されました。
モードは ID カードの状態に応じて自動で切り替わります。以下にモード分岐の概略を示します。

ID カードによる認証待ちID カードをかざす
あり
外部データ

外部データ取込モードなし

アルコール濃度測定モード

(省略)

(省略)
図 34 モード分岐

23

Pinetec Co.,Ltd.

５．１．１

アルコール濃度測定モード

アルコール濃度測定の処理の流れを示します。
ユーザーの操作を示します。

ID カードによる認証待ち

キャリブレーション実行①ID カードをかざす

キャリブレーション完了
測定開始待ち測定経過表示②測定スイッチを押す③息を吹きかける

他事業所データの取り扱いが有効かつ測定完了

被測定者が他の事業所に所属の場合④ID カードをかざす
ID カード書込

測定結果表示
書込成功ﾒｯｾｰｼﾞ⑤

中止ボタンを押す

書込失敗ﾒｯｾｰｼﾞ

測定結果の印刷「結果印刷」がチェックされている場合

測定結果の保存図 35

アルコール測定処理の流れ

24

Pinetec Co.,Ltd.

５．１．２

外部データ取込モード

ID カードに他の事業所で書き込まれたデータが存在していた場合には、自動的に外部データ
モードで動作します。

ID カードによる認証待ち

外部データ読取中①ID カードをかざす

途中で ID カードが外された場合
は、ID カードがかざされるまで警告が表示され続けます。

読取完了
読取結果表示②’ 中止ボタンを押す② ID カードを外す②’’ ID カードを外す

測定結果の保存

図 36

外部データ取込処理の流れ

25

Pinetec Co.,Ltd.

５．２ アルコール濃度の測定手順

アルコール濃度の測定手順について、各ステップ毎の処理や操作方法についての詳細な説明を行います。測定に際しては予め暖気運転を行って下さい。（２．１

５．２．１

機器の接続を参照）

個人認証と測定モードへの移行
アルコール濃度の測定を開始する場合は、被測定者の ID カードを PT-140 本体にかざして下さい。（図 37）
ID カードが認識されるとチャイム音が流れます。
ID カードに他の事業所で書き込まれたデータが存在していた場合には、外部データモードで動
作します。

図 37

ID カードによる認証待ち画面

ID カードの読み取りに成功すると、画面上に読み取り日時と被測定者の氏名および顔写真が表示されます。（顔写真はユーザーマスタに登録されている場
合のみ表示されます。）
被測定者が認証されると同時にアルコール濃度の測定モードに移行します。

※アルコール濃度測定モードに移行すると、CSV 外部
出力画面およびユーザーマスタ登録画面へは移行できなくなります。
図 38 被測定者の認証画面

26

Pinetec Co.,Ltd.

５．２．２アルコールセンサー準備（キャリブレーション）

被測定者の認証が完了すると、アルコールセンサーが測定準備（キャリブレーション）の状態になります。(図 39)
測定準備の状態になると、キャリブレーション
進捗表示領域のバーグラフ表示が０の状態からフルの状態へ変化します。この表示がフルになるとアルコール濃度の測定が可能になったことを示しています。

キャリブレーションに要する時間は、直前の測定結果により大きく左右されます。直前の測定で高いアルコール濃度が検知されると、その影響が取り除かれるまで長い時間を要する場合
図 39

キャリブレーション実行画面があります。

キャリブレーションが終了しない場合は最終的にアルコールセンサー異常が表示されます。
(図 40) この状態が頻発する場合、アルコールセンサーの故障か寿命を示していますので、お買い求めいただいた販売店に連絡して下さい。
図 40 センサー異常

アルコールセンサーが測定可能な状態なると、画面上のメッセージが『センサーの測定スイッチを押して、「ふ～っ」と息を吹きかけて下さい。』(図 41) の状態に変わります。

図 41 センサー準備完了画面

27

Pinetec Co.,Ltd.

アルコールセンサーが測定可能な状態で 10 秒
間測定スイッチが押されなかった場合には、警告が表示され（図 42）、開始画面に戻ります。

図 42 警告画面 1

押しボタンスイッチが押される前に息を吹きかけた場合には、警告が表示され（図 43）、開始
画面に戻ります。

図 43 警告画面 2

５．２．３

アルコール濃度の測定
アルコールセンサー部側面の測定スイッチを押すと「ポッ」という測定開始音とともにアルコール濃度の測定が開始されますので、センサー部に向かって約５秒間「ふ～っ」と息を吹きかけて下さい。（図 44）
測定中は、測定スイッチを押し続けて下さい。
測定スイッチを放した状態ではアルコール濃度は測定されず、無効と判定されます。（図 45）

図 44 測定中画面接続されたパソコンがスクリーンセーバーやスリープモードから復帰した状態では、測定ス
イッチを押していないにもかかわらず、自動的に測定を開始する場合がありますが、故障ではありません。

図 45 無効判定画面

28

Pinetec Co.,Ltd.

５．２．４

測定結果の確認と記録（１）測定結果を記録する場合
測定が終了すると、「ポッ」という測定完了音が鳴り、画面上に測定完了メッセージが３秒間表示されます（図 46）。
測定結果は自動的にパソコン内に記録され、認証待ちの画面に切り替わり、次の測定の受け付け状態になります。
結果印刷チェックボックスがチェックされていた場合には、接続されている印刷環境に直前の測定結果が印刷されます。

図 46 測定完了画面

設定ファイルにより「他事業所データの取り扱い」が有効になっている場合（初期値は無効）、測定した事業所に ID カードが登録されていない利用者は、測定終了後速やかに ID カードを PT-140 本
体にかざして下さい。（３）の ID カード書込みの画面に変わります。ID カードへの書込みが完了
メッセージが表示されたら ID カードを取り除いて下さい。ID カードを取り除かない場合は 30 秒毎に警告が表示され続けます。（図 47）
図 47 測定完了画面

測定の結果、画面上に表示されるランクおよび合否表示は以下のように定義付けされています。（表 1）

表 1 ランク表示

ランク表示

値範囲

合否表示

無効

0.00

―――――

ランク０

未検出

合

格

ランク１

0.04 以上

0.15 未満

要再測定

ランク２

0.15 以上

0.20 未満

不合格

ランク３

0.20 以上

0.25 未満

不合格

ランク４

0.25 以上

29

不合格

Pinetec Co.,Ltd.

（２）測定結果を記録しない場合測定した結果を記録しない場合には、[中止]ボタンを押して下さい。
[中止]ボタンを押すと、画面が切り替わり(図 48) 「ID カードを取り除いて下さい。」というメッセージが表示されます。ID カードを取り除
くと、認証待ち画面に切り替わり、次の測定の受け付け待ち状態になります。

図 48 測定中止画面（３）ID カード書込み
被測定者が他の事業所に所属している場合には、測定結果を ID カードに書込みます。（図 49）

ID カードに保存できる記録件数は、ID
カード設定の最大ブロック長が 64 の場合
は 9 件です。

図 49

ID カード書込み

ID カードへの書込みが成功すると図 50 が表示され、失敗すると図 51 が表示されます。

図 50 書込み成功メッセージ

図 51

書込みエラーメッセージ

30

Pinetec Co.,Ltd.

（４）注意事項
正しく息を吹きかけていなかった場合にはセンサーが正しく反応できずに測定結果が無効になる場合があります。(図 52)

実際の記録測定に際しては、より確実な結果を得るために２、３回テスト測定されることをお勧め致します。

図 52 無効判定画面

実際に測定を行う場合には、PALC-KIT 専用ソフト以外にウィルスチェック
ソフトの検索実行やバックアップなどの負荷の高いソフトウェアを同時に起動させないようにして下さい。PALC-KIT の動作が不安定になり、正しく測定できない場合があります。

31

Pinetec Co.,Ltd.

５．３ 外部データの取り込み
中間点呼に対応するため、自事業所以外で測定されたアルコール濃度の測定結果を自事業所に設置された PALC-KIT PT-140 に取り込む事ができます。
遠隔地の測定データは、車載用アルコールチェッカーPT-91 または他事業所に設置された
PT-140 で発生します。これらの測定データは、RFID カードに書き込まれ、自事業所の PT-140
で読み取られるか、携帯電話からインターネット経由で自事業所の PT-140 に取り込むことができます。
以下に PT-140 における具体的なデータの取り込み手順について説明します。

図 53 外部データの取り込み

５．３．１

ID カードによる外部測定データ取込

ID カードに未取込の測定結果が記録されていた場合は、優先的に外部データ取込モードに移行し、ID カードに記録された測定データを取り込みます。外部データを取り込み終わると再び ID カードによる認証待ち画面に戻ります。
以下に ID カードによる外部データ取り込み手順について説明します。

ID カードに未取込の測定データが存在した状態では、アルコール濃度測定
や勤怠処理を行うことができません。

32

Pinetec Co.,Ltd.

ID カードによる認証待ち画面の状態で、未取込の測定結果が記録された ID カードをかざします。

図 54

ID カードによる認証待ち画面

ナビゲーション表示が「外部測定データ読取中」に変わり、表示脇の括弧の中に進捗状況が表示されます。
進捗状況は、以下のように変化します。
（RD1）
↓
（RD２）
↓
略
↓
（RDｎ）
図 55 外部測定データ読取中１

ｎ：任意の整数↓（CLR１）↓（CLR２）↓
略↓（CLRｎ）

ｎ：任意の整数…

ID カードのデータを読取中

CLR …

ID カードのデータを消去中※RD

図 56 外部測定データ読取中２

33

Pinetec Co.,Ltd.

読取が完了すると、ID カードから読み取ったデータが外部測定データ読取結果として一覧表示されます。
（図 57）
ID カードを取り除くと、一覧表示された内容がデータベースに取り込まれ、ID カードの認証待ち画
面に戻ります。
ID カードの認証待ち画面の一覧表示上では外部読取データは背景色が水色で表示され、自事業所で測定された結果と区別されます。
図 57

外部測定データ読取完了「他事業所向けデータ表示」チェックボックスをチェックすると、自事業所以外（ユーザー登録されていない）の ID カードで測定した結果を表示することができます。その際のデータは背景色が灰色で表示されます。（図 58）

図 58 他事業所向けデータ表示

外部測定データの読取中に ID カードを誤って取り外してしまった場合や読取エラーが発生した
場合には、図 59 のメッセージが表示されます。読取を再実行する場合は ID カードをかざした状態で[OK]ボタンをクリックし、中止する場合には ID カードを取り除いた状態で[OK]ボタンをクリックし図 59 外部データ読取エラーます。
図 60 のエラーが発生した場合、外部測定データ自体は取り込みを完了しましたが、ID カードに対す
る情報の更新に失敗した事を示しています。
ID カードの認証待ち画面の状態で再度 ID カー
ドをかざすことにより更新が完了します。ただし、

図 60 管理情報更新失敗

同じ外部測定データを取り込もうとするため、図 61のエラーが発生しますが、[OK]ボタンを押して下さい。
34

Pinetec Co.,Ltd.

図 61 の記録時エラーは、同じユーザーID、同
じ測定日時のデータを重複取り込みを実行しようとした場合に表示されます。重複エラーとなったデー
タは、「ErrDat.csv」というファイルに記録されます。

図 61 記録時エラー

５．３．２

携帯電話－インターネット経由による外部測定データ読取

車載用アルコールチェッカーPT-91βで測定された結果を FeliCa 対応の携帯電話からイン
ターネット経由で自事業所の PT-140 に取り込む事ができます。
インターネット経由で外部測定データを取り込
むには、中間点呼読取タブを選択します。
この機能は管理者権限が必要なため、管理者のID カードをかざします。（図 62）

図 62

中間点呼取込画面１

管理者として認識されると、［データ取込］ボタンが表示されますので、［データ取込］ボタンをク
リックします。（図 63）

外部データを取り込むためには、PT-140に接続されたパソコンがインターネットに接続され、各種環境設定が必要です。詳細については、弊社サポートまでお問合せ下さい。
図 63

中間点呼取込画面２

35

Pinetec Co.,Ltd.

外部サーバーより中間点呼データを取得すると中間点呼データの取り込み確認メッセージが表示されます。（図 64）［OK］ボタンをクリックすると、一覧表示された内容が自事業所の所属データとして保存されます。

図 64

中間点呼データの取り込み

データに問題がなく正常に保存された場合は、中間点呼データ取得成功メッセージ（図 65）が 3 秒
間表示されます。
アルコール濃度計測タブをクリックし、履歴一
図 65 中間点呼データ取得成功メッセージ覧を表示すると、取り込まれたデータを確認することができます。
外部サーバー上に中間点呼データが存在しなかった場合には、データ不在メッセージ（図 66）が 3
秒間表示されます。
データに異常があった場合や、［キャンセル］ボ

図 66 データ不在メッセージ

タンをクリックした場合には、中間点呼データ取得
失敗メッセージ（図 67）が 3 秒間表示されます。
中間点呼データは一括処理されるため、1 件でも異常データが存在した場合には、全てのデータの取り込みがエラーとなります。

図 67 中間点呼データ取得失敗メッセージ

エラーが発生した場合は自動的に［エラー時デー
タ取込］ボタンが表示されます（図 68）。もしボタンが表示されない場合には、画面上の空白部分をダ
ブルクリックすると［エラー時データ取込］ボタンが表示されます。
36

Pinetec Co.,Ltd.

［エラー時データ取込］ボタンをクリックすることにより、異常データの影響で取込に失敗した正常な中間点呼データを、自事業所の所属データとして保存
します。

図 68

エラー時データ取込

図 69

エラー時データ取込成功

37

Pinetec Co.,Ltd.

６．ユーザー登録
PALC-KIT でアルコール検知を行う際には、検知開始時およびアルコール濃度測定中に ID
カードを利用して被測定者の個人認証を行います。したがってアルコール検知の対象となる被測定者は、予めユーザー登録されている必要があります。
ユーザー登録は、ID カードに登録されている固有の ID 番号とユーザーの情報を紐付けし、管理します。以下にユーザーの新規登録、編集および削除の操作方法を説明します。
なお、ユーザーマスタの編集を実行するためには管理者権限が必要になります。管理者権限の登録はユーザーマスタ登録画面の「権限」フィールドで設定し、権限の認証は ID カードで行います。

６．１ 新規登録
６．１．１

はじめてユーザー登録する場合（管理者の登録）

PALC-KIT 専用ソフトウェアをインストールした直後は、ユーザーは一人も登録されていな
い状態となっています。ユーザー登録を行うためには管理者権限が必要なため、最初に管理者を登録する必要があります。
通常ユーザーマスタの登録や編集を行うためには ID カードで管理者認証を行う必要がありま
すが、管理者が登録されていない場合は、管理者認証を行わず、だれでもユーザーマスタの登録や編集を行う事ができます。以下にその手順を示します。
①「ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザー
マスタ登録画面を表示します。
（図 70）②[編集] ボタンをクリックし、編集モードに入ります。
③以下の情報を入力します。
「社員番号」「氏名」「ヨミガナ」「部門」「属性１」「属性２」「属性３」「備考」「事業所コード」「動作モード」「権限」

図 70 ユーザーマスタ登録

38

Pinetec Co.,Ltd.

「動作モード」は、アルコール測定モードと勤怠モードの切り替えを行います。
0

(半角)…

アルコール濃度測定モード

1

(半角)…

勤怠モード

※PT-140 は勤怠モードには対応していません。
「権限」は、ユーザーマスタの編集権限を設定し
ます。
0

(半角)…

編集権限なし1(半角)…

編集権限あり編集権限のある管理者を設定しない場合は、だれでもユーザー情報を

図 71 編集権限登録

変更することができ、好ましい状態
ではありません。必ず管理者を設定するようにして下さい。

以降の操作は、「６．１．２

一般ユーザーの登録」の④を参照して下さい。

６．１．２

一般ユーザーの登録① 「ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザ
ーマスタ登録画面を表示します。(図 72)② ［編集］ボタンをクリックすると、メッセージが「編集権限の認証を行います。ID カードをかざして下さい。」と表示されます。
ここで権限者の ID カードをかざす事により編集モードに入ります。
③ 以下の各欄にユーザーの情報を入力します。
「社員番号」「氏名」「ヨミガナ」「部門」「属性１」「属性２」「属性３」「備考」「動作モード」「権限」
図 72 ユーザーマスタ登録「社員番号」「氏名」「ヨミガナ」「部門」「削除」｢動作モード｣「権限」は必須入力項目です。(「削除」欄が未入力の場合には「0」が自動的に入力されます。)

39

Pinetec Co.,Ltd.

「動作モード」は、アルコール測定モードと勤怠モードの切り替えを行います。
0

(半角)…

アルコール測定モード

1

(半角)…

勤怠モード

※PT-140 は勤怠モードには対応していません。
「権限」は、ユーザーマスタの編集権限を設定します。通常は「0」を設定して下さい。
0

(半角)…

編集権限なし1(半角)…

編集権限あり「属性１」~「属性３」は、お客様が任意の属性を定義して入力することができま

図 73 ユーザーマスタ登録

す。（例…担当車両、担当地区など）④ ユーザーと ID カードの関連付けを行います。
関連付けたいユーザー行を選択した状態で、IDカードを RFID センサー部に置き、［ID 取込］
ボタンをクリックすることにより、カードから読み取られた ID 番号が選択行の ID 欄に表示されます。(図 74)
登録時に ID の重複エラーが表示される場合には、「１１．こんなときは（トラブルシューティング）」を参照して下さい。

「ID」の値は重複することが許されません。

図 74

ID 読込

40

Pinetec Co.,Ltd.

⑤ ユーザーの写真を登録する場合は、ユーザーを選択後、［画像取込］ボタンをクリックし、画像取込ダイアログボックスから画像ファイルを指定します。(図 75)⑥［編集終了］ボタンをクリックすることにより入力した内容が保存されます。
※画像のサイズは自動的に調整され表示されます
が、縦横 100～200 ピクセル程度のサイズの画像が適切なサイズになります。
図 75 画像ファイルの指定

６．２ 編

集
① 「ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザ
ーマスタ登録画面を表示します。
(図 76)② ［編集］ボタンをクリックすると、メッセージが「編集権限の認証を行います。ID カードをかざして下さい。」と表示されます。(図 76)
ここで権限者の ID カードをかざす事により編集モードに入ります。
③ 編集したい項目を直接編集します。
④ ［編集終了]ボタンをクリックすることにより

図 76 ユーザー編集画面

６．３ 削

入力した内容が保存されます。

除一度ユーザーマスターに登録したユーザーは削除することができません。削除に該当する処理として、「削除」欄の値に「1」（半角数字）を設定して再登録することにより、通常のユーザー
マスタ一覧上には表示されなくなります。
削除設定されたユーザーを表示する場合には、「削除設定したユーザーも表示する」チェックボ
ックスにチェックを入れることにより、一覧に表示されるようになります。

図 77 ユーザーの削除

41

Pinetec Co.,Ltd.

６．４ 事業所コードの登録
PALC-KIT PT-140 Ver.1.7 では、遠隔地のアルコール測定に対応するため、事業所コードを登録する必要があります。
事業所コードは「0」～「9」、「A」～「F」の 16 種類で指定します。複数の拠点で PT-140を導入されている場合は、各拠点毎に事業所コードを重複の内容に設定します。通常は本社を事業
所コード「0」（初期値）に設定します。

以下に事業所コードの設定手順を説明します。
①ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザーマス
タ登録画面を表示します。（図 76）②［編集］ボタンをクリックすると、メッセージが「編集権限の認証を行います。ID カードをかざして下さい。」と表示されます。ここで権限者の ID カー
ドをかざす事により編集モードに入ります。
（図 78）③編集モードに切り替わると、事業所コードの入力コ
ンボボックスと、[事業所登録]ボタンが表示されま

図 78 事業所登録

す。

④事業所コードコンボボックスの▼をクリックし、事
業所コードを選択します。（図 79）

図 79 事業所コードコンボボックス⑤[事業所登録]ボタンをクリックすることで事業所コードが登録されます。登録が完了すると図 80 のメッセージが表示されます。
⑥[編集終了]ボタンをクリックし、編集モードを終了
します。
図 80

事業所コード登録メッセージ

42

Pinetec Co.,Ltd.

７．外部出力PALC-KIT でアルコール濃度の測定した結果は、専用ソフトをインストールしたパソコン
内のデータベースに保存されます。専用ソフトでは直近の 1000 件の測定結果を画面表示可能
ですが、それ以前の結果閲覧やデータの活用は CSV 外部出力機能により作成された CSV 形
式（各項目がコンマで区切られたテキストファイル）のファイルを利用します。
出力された CSV ファイルは、Microsoft EXCEL などにより閲覧や集計することが可能です。
CSV 外部出力の方法と Microsoft EXCEL による閲覧方法の手順を以下に示します。

７．１ CSV 外部出力方法①「CSV 外部出力」タブを選択し、CSV 外部出力画面を表示します。
② CSV ファイルに出力したい測定結果の開始日と終了日を入力します。▼をクリックすることによりカレンダーが表示されますので、カレンダー上から日付を選択することも可能です。(図 81)③必要に応じて「他事業所データ出力」「拡張形式」のチェックボックスにチェックを入れます。
図 81

CSV 外部出力

・「他事業所データ出力」をチェックした場合は、他事業所向けの測定データ(履歴一覧で背景色が灰色のデータ)も出力されます。
・「拡張形式」をチェックした場合には、測定地点のＧＰＳデータが出力項目に追加されます。
⑤ ［ファイル出力開始］ボタンをクリックします。
⑥「名前をつけて保存」画面が表示されたら保存したい
ファイル名を入力します。拡張子「.CSV」は自動的
図 82 ファイル名の指定に付加されます。(図 82)

43

Pinetec Co.,Ltd.

⑦出力が完了すると、メッセージが表示されます。
(図 83)CSV ファイルには 表 2 外部出力項目の内容が出力さ
図 83

CSV ファイル出力結果れます。

表 2 外部出力項目

項目名

標準形式

拡張形式

備考

測定日時

○

○

アルコール測定された日時

社員番号

○

○

被測定者の社員番号

氏名

○

○

被測定者の氏名濃度○○

アルコール測定濃度の値または「未検出」表示※勤怠データは「－」表示

判定

○

○

アルコール測定結果の合否判定、ランク表示※勤怠データは「－」表示

ヨミガナ

○

○

被測定者のヨミガナ

部門

○

○

ユーザーマスタに登録された部門の内容

オプション

○

○

未使用

属性１

○

○

ユーザーマスタに登録された属性１の内容

属性２

○

○

ユーザーマスタに登録された属性２の内容

属性３

○

○

ユーザーマスタに登録された属性３の内容

備考

○

○

事業所コード○アルコール測定した事業所コード（0～9、A～F）

外部取込○

外部取込状態（0：自事業所測定データ）（1：自事業所以外の測定データ）

測定緯度

○

アルコール濃度測定緯度（北緯）

測定経度

○

アルコール濃度測定経度（東経）

ランドマーク○

特定の測定場所を表す記号（F：外部取込の場合）

データ１

○

未使用

データ２

○

未使用

データ３

○

未使用

44

Pinetec Co.,Ltd.

７．２ Microsoft EXCEL による閲覧
Microsoft EXCEL（以下 EXCEL）を起動し、メニュー－開くから、７．１

CSV 外部出力方法で保存した CSV ファイルを指定することにより閲覧できます。必要に応じて EXCELの機能を利用して並べ替え、編集および印刷による保存帳票の作成処理を行います。
EXCEL から紙に印刷して保存する他にも PDF 形式で出力することにより電子的に保存することが可能です。
EXCEL のマクロ機能を活用することにより、簡易な勤怠管理を行うことができるようになります。

45

Pinetec Co.,Ltd.

８．ＩＤカード設定
車載用アルコールチェッカーPT-91 シリーズをご利用の場合には、ID カードを利用して PT-91のアルコール濃度の測定条件を設定する事ができます。
車載用アルコールチェッカーPT-91 シリーズは、任意時刻測定モードを有しており、このモードでは任意の 6 つの時刻でアルコール濃度の計測を開始することができます。この設定は PT-140の ID カード設定画面にて設定入力を行い、ID カードを介して PT-91 に設定値を反映します。
ID カード設定画面で設定した内容は PT-140 に保存することで、外部データ取込の実行が成功した直後に設定値が ID カードに記録されます。

ア
ル
コ
ー
ル
測
定

図 84

ID カード設定のはたらき

46

Pinetec Co.,Ltd.

８．１ 設定入力と保存① ID カード設定タブをクリックすると図 85 の画面が表示されます。
② 管理権限のある ID カードをかざすことにより
図 86 の画面に切り替わります。
③ 対象者のコンボボックスから ID カードの設定を行
いたい人を選択します。既に設定値が入力されている場合にはその値が表示されます。
なお、コンボボックスにはユーザーマスタに登録されているユーザーが表示されます。
図 85

ID カード設定認証待ち画面④設定値を入力します。
・計測モード「任意時刻測定」または「自動測定しない」を選択して下さい。
・測位時刻「任意時刻測定」を選択した場合には、「測位時刻１～６」が入力できるようになります。
※設定しない場合は「99」を選択して下さい。
※[画面クリア]ボタンをクリックすると、各項目の初期値が表示されます。
図 86

ID カードの設定入力画面

・最大ブロック長
ID カードの最大ブロック長を入力します。
通常は 64（初期値）のままにして下さい。
⑤[設定保存]ボタンをクリックすると設定内容がPT-140 に接続されたパソコンに保存され、図 87 の図 87 管理情報の更新メッセージ

メッセージが表示されます。

47

Pinetec Co.,Ltd.

８．２ ID カードへの書込み
８．１

設定入力と保存で設定された設定値を ID カードへ書き込む手順は次の通りです。初めて

ID カードへ設定を行う場合や設定値を変更する場合に実行して下さい。
①８．１

設定入力と保存の①～③の手順に従い、ID カードに書込みを行いたい設定を呼び出します。
②[カード書込]ボタンをクリックします。
③込みが完了するとの図 87 のメッセージが表示されます。

対象者が書込みを行う ID カードの氏名と一致しなくても、設定値の書込みは実行されます。

８．３ ID カードの初期化
ID カードに初めて書込みを行う場合や何らかの事
情により ID カードに書き込まれた設定値に不整合が生じた場合には ID カードを初期化する必要があります。
設定値の不整合が生じた場合には ID カードの初期化を行うことにより問題が解決できる場合がありま
図 88

ID カードの初期化確認

す。ID カードを初期化する手順は次の通りです。
① [ID カード初期化]ボタンをクリックします。

図 89② ID カード初期化確認メッセージの[OK]ボタン
初期化の進捗状況

をクリックします。（図 88）
初期化の進捗状況は画面の下に表示されます。
（図 89）③ 初期化が完了すると図 90 のメッセージが表示
されます。

図 90

ID カードの初期化完了

48

Pinetec Co.,Ltd.

９．メンテナンス

９．１ データのバックアップ
PALC-KIT でアルコール測定した結果は、専用ソフトをインストールしたパソコン内のデータベースに保存されます。不測の事態に備え、データベースのバックアップを定期的に行って下さい。データベースのバックアップ手順を以下に示します。

マイコンピューターやエクスプローラーを開き、PALC-KIT のインストール先のフォル
ダを開きます。インストール時にフォルダを変更をしていない場合、保存先のフォルダは次の通りです。
『 C:¥PALCKIT PT-140 Ver.1.7』
このフォルダ直下に存在する『 palckit.sqlite 』ファイルがデータベースファイルになりますので、このファイルをバックアップしたい媒体先にコピーして下さい。

誤って『 palckit.sqlite 』ファイルを削除してしまうと、データーは完全に失われてしまい、復旧が不可能になります。

図 91 バックアップの対処ファイル

49

Pinetec Co.,Ltd.

１０．参考資料

１０．１

ファイル構成インストール時にインストールフォルダを変更していない場合は、以下のファイル構成になります。インストール先を変更した場合には『PALCKIT PT-140 Ver.1.7』フォルダ部分が変わります。
PALCKIT PT-140 Ver.1.7

dl…

ダウンロードデータ保存フォルダ

err…

エラーデータ保存フォルダ…

エラーデータ…

画像フォルダ…

各画像データファイル…

ログフォルダftp_read.log…

中間点呼ダウンロードログファイル

cal.log…

キャリブレーションログファイル

PALCKIT.exe…

PALC-KIT 実行ファイル

AlcChk.ico…

アイコンファイル

palckit.sqlite…

データベースファイル

setting.cnf…

設定ファイル*.wav…

各効果音ファイル

ErrDat.csv
img
*.jpg
log

System.Data.SQLite.dll
System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
図 92 ファイル構成※設定や動作の状態により「dl」「err」「log」などのフォルダは存在しない場合もあります。

50

Pinetec Co.,Ltd.

１０．２

設定ファイルPALC-KIT の各種設定は、設定ファイル『 setting.cnf 』で行います。『setting.cnf』ファ
イルは XML 形式で記述されており、メモ帳等のテキストエディタで編集することが可能です。
各設定項目の意味合いは表 3 の通りです。
表 3 設定項目

項目名(タグ)

内

容

設定例

ComNm

PALC-KIT PT-140 が接続されている USB 端子

COM2 （初期値）の仮想 COM ポート名
※自動識別に失敗した場合に適用されます。
TepraW

18 （初期値）

接続されたテプラのテープ幅（18 または 24）

MsgRslt005

測定結果が 0.04mg/ℓ以上 0.15mg/ℓ未満の場合

1 （初期値）に再計測メッセージを表示する。
1：有効 ／

OfficeCd0：無効0（初期値）

事業所コード（0～9、A～F の 16 ヶ所）

CnctInet

1：接続許可HttpAddr0（初期値）

インターネット接続可否／

0：接続不可WEB サーバー上の中間点呼データ格納アドレ

http://xxxx.co.jp/palckit/ス
FtpAddrFTP サーバー上の中間点呼データ格納アドレス

ftp://xxxx.co.jp/palckit/

FtpId

FTP サーバーへのログイン ID

palckitFtpPw

FTP サーバーへのログインパスワード

12345

FtpDatFn

FTP データのダウンロードデータファイル名

extenko.dat （初期値）

EnableFtpLog

FTP データのダウンロードログ

0（初期値）

1：有効

FtpLogFn

ログを残す ／ 0：無効

ログを残さないFTP データのダウンロードデータログファイル

ftp_read.log （初期値）

名
BgCalDuration

バックグランドキャリブレーションの有効時間1（初期値）（単位：分）
Log

ウォームアップ・キャリブレーション実行ログ
1：有効

ログを残す ／

0：無効

0（初期値）

ログを残さない

AlcSnsThrshLoose

キャリブレーション閾値

10（初期値）

AlcSnsRstInterval

キャリブレーション時リセットインターバル値

800（初期値）

AlcSnsWarmupCnt

ウォームアップ完了判定値

30（初期値）

InvalidJudgment

無効判定機能1（初期値）

1：有効

／

0：無効

51

Pinetec Co.,Ltd.

項目名(タグ)内容

ExtOffice

他事業所データの取り扱い
1：有効

設定例

／

0（初期値）

0：無効

不適切な設定の変更により、正常な動作ができなくなる場合があります。設定を変更する前にバックアップを行う事をお勧めします。

52

Pinetec Co.,Ltd.

１１．こんなときは

現（トラブルシューティング）

象

原

因

対

応

セットアップを実行すると「必お使いのパソコンに、パソコンをインターネット接続が可能な

要なファイルのダウンロード

Microsoft .Net Framework

状態に設定し、再度セットアップを実行し中にエラーが発生しました。

3.5 の環境がインストールさます。セットアップの途中で、.Net

ファイルのダウンロードを再れていません。

Framework 3.5 のコンポーネントのイン実行するか、またはセットア

ストール画面が表示されますので、画面のップを中止して下さい。」が指示に従って操作して下さい。.Net

表示される。

Framework 3.5 のインストールが完了す
ると、PALC-KIT のセットアップが続行されます。

ソフトウェアを起動するとPALC-KIT がパソコンに接続

PALC-KIT の USB 端子をパソコンに差し『COM ポートオープンエラー

されていません。

込んで暫くしてからソフトウェアを起動が発生しました。COM ポートのして下さい。（USB 端子を差し込んでから設定が誤っているか、センサーがPALC-KIT が認識されるまでに少し時間接続されていません。（略）』とがかかる場合があります。）

表示され、ソフトウェアが終了しPALC-KIT が認識されていな

OS のコントロールパネル－管理ツール－

てしまう。

い。

コンピューターの管理からデバイスマネ
ージャを実行し、ポート（COM と LPT）
で、「Silicon Labs CP210x USB to UART
Bridge(COMx)」が表示されていることを確認します。

COM ポートの設定が誤ってCOM ポートがデバイスマネジャーで認識いる。

されている場合、COM ポートの設定が誤っていることが考えられます。COM ポートの設定は自動で識別していますが、自動識別に失敗した場合には設定ファイル「setting.cnf」を開き、『<ComNm>COMｘ</ComNm>』のｘの部分にデバイスマネジャで表示された COMｘのｘの数字を書き込んで保存し、再度ソフトウェアを起動して下さい。

ソフトウェアを起動すると『アル一定期間センサー校正が実施

正確な測定を行うために、定期的（6 ヶ月

コールセンサーの校正期限が過されていません。

または 10,000 回の測定を推奨）にセンサ

ぎています。センサーの校正をおーの校正を行って下さい。詳しくは、販売勧めします。』と表示される。

店にお問い合わせ下さい

53

Pinetec Co.,Ltd.

測定しても結果が『無効』となっウォームアップが十分でな正しい計測を行うため、測定される１０分

てしまう。

い。

前にはパソコンに接続して、ソフトウェア
を起動しておく必要があります。
また、実際の測定に際して２，３回のテスト測定を実施しておくと安定した測定が行えます。

アルコールセンサーの寿命何度測定しても測定結果が無効になる場
合にはアルコールセンサーの寿命が考えられます。お買い求めいただいた販売店にご相談下さい。

キャリブレーションに失敗し、セウォームアップが十分でない

ウォームアップが十分でないと正確な測

ンサー寿命のエラーが表示され（ウォームアップが中断され定ができません。ウォームアップが完了す

る。

た）。

るまでお待ちください。
ウォームアップ中に ID カードをかざすとウォームアップを中止します。センサー部に ID カードが載っていない状態で専用ソフトウェアを起動して下さい。

「結果印刷」をチェックしている「通常使うプリンタ」が他 OS のコントロールパネル－プリンタで印のに印刷されない。

のプリンタに設定されて刷したいプリンタを右クリックし、「通常いる。

使うプリンタに設定」を選択して下さい。

「通常使うプリンタ」で設定

プリンタの電源を確認し、電源が入っていされているプリンタの電源がる場合には、OS のコントロールパネル－

オフかオフラインになっていプリンタで印刷したいプリンタを右クリる。

ックし、「プリンタをオンラインで使用する」を選択して下さい。

履歴一覧表示領域に過去の測定

データベースファイル

データベースファイル「palckit.sqlite」の結果が表示されなくなった。

「palckit.sqlite」が存在しな

サイズが０バイトの場合は、バックアップ

いか壊れている可能性がありされた「palckit.sqlite」をリストアし、専ます。また、ファイルが存在

用ソフトウェアを再起動して下さい。

しない場合には自動作成されますが内容が空（サイズが０） ※バックアップを実施している場合のみ有効。
の場合もあります。

※バックアップ実施日以降のデータは復旧す
ることはできません。

専用ソフトウェアのバージョ

専用ソフトウェアのバージョンをお確か

ンアップによりデータベース

めのうえ、販売店にお問い合わせくださの形式が一致していないことい。

が考えられます。

54

Pinetec Co.,Ltd.

現

象

原

因

ユーザーマスタ登録で、[編集終「ID」は重複することが許さ了]ボタンを押すと「ID が重複し

れません。

対

応

・誤って既存の ID カードを登録しようとした場合は、新規の ID カードで登録しています。」というメッセージが直してください。

表示される。
・ID カードの使いまわしをするため、別のユーザーに既存の ID カードの番号を割り当てる場合には、編集作業を 2 回に分けて行います。初めにこれまでのユーザ
ーの ID 番号を一度任意の番号に変更し、その後に新しいユーザーに既存 ID カー
ドの番号を割り当てます。
【注意】測定データは、ID カード番号に対して保存されるため、これまでのユーザーの測定データはすべて新しいユーザーのデータとして認識されるようになります。

ユーザーマスタ登録で、一人目の「削除」「事業所コード」「動「削除設定したユーザーも表示する。」に入力を行い、[編集終了]ボタンを作モード」「権限」が正しくチェックを入れると、入力した内容が表示

押したが、入力した結果が一覧に入力されていなかった。

されます。

表示されなくなった。

［編集］ボタンを押して、「削除」の欄に
半角の「0」を入力します（他の項目も同様に半角で入力します）。
［編集終了］ボタンを押して登録し直す事により「削除設定したユーザーも表示する。」のチェックを外しても入力した内容が表示されるようになります。

カードの識別音や測定終了後のOS のサウンド設定が無効に・OS のコントロールパネル－サウンドで「未検出です」の音声が聞こえななっているか、ミュートやボ

ボリューム設定やミュートが有効になっい。

リュームが絞られている。

ていないか確認する。

※背景色が黄色い項目の対応は、コンピューターの知識のある方が行って下さい。

55

Pinetec Co.,Ltd.

お問合せ先製品のお問合せは、ご購入頂いた販売店または弊社宛までお願い致します。

株式会社パインテック●お電話でのお問合せ

０２５８－８６－７０７３※受付…月～金曜日、9 時～12 時、13 時～17 時（祝祭日および弊社指定休業日を除く）●FAX でのお問合せ

０２５８－８４－３３６５●電子メールでのお問合せ

support@pinetec.biz

株式会社パインテック
TEL
FAX
EMAIL
URL

0258-86-7073
0258-84-3365
info@pinetec.biz
http://pinetec.biz

DocNo. PTD-OP-13017-0

56

Pinetec Co.,Ltd.