取扱説明書
Bluetooth デジタル定圧シックネスゲージ
型名 : SSPG シリーズ
リフトレバー

重り

支柱
表示部

ボタン

ボタン
ボタン
電池蓋

ホルダ固定ネジ
ホルダ

スピンドル
測定子

Q-155-1-J Ver1.3

グラナイトベース

名称機

電池蓋電池（CR2032）交換用の蓋

表示部

測定値、各種モードなどを表示

能ボタン

通常押しで基本設定、長押しで拡張設定

ボタン

各種モード、数字などの変更

ボタン

測定時は送信ボタン、設定時は確定ボタン

リフトレバー
重り

ワークを挟むときに測定子を昇降させるレバー
定圧測定用の重り

スピンドル

上下に作動する測定軸

測定子

測定子の作動により、厚さを測定

グラナイトベース 測定の基準になる面
注1） インジケータの操作方法については、そのインジケータの取扱説明書をご覧ください。

1

１．電源オン/オフ操作（１）電源オン ３つのボタンのどれかを押すと、電源オンします。
（２）電源オフ①
ボタンを２秒以上長押しすると、スタンバイとなり表示が消えます。
②
ボタンを４秒以上長押しすると、「ｏｆｆ」表示が出て、電源オフとなります。
※）②の電源オフ状態にしないと、電池消耗が大きくなります。
２．測定の準備（１）Bluetooth の設定①
ボタンの長押しで、拡張設定モードにしてください。（「Unit」表示）②
ボタンの通常押しで、「bt CFG」モードにしてください。（Bluetooth モード設定）③
ボタンの通常押しで、「HID」または「PAIr」を選択し、ボタンを押してください。
④
ボタンの通常押しを数回で、「bt」モードにしてください。（Bluetooth 設定）⑤
ボタンの通常押しで、「on」にして、ボタンを押してください。（Bluetooth オン）⑥
ボタンの通常押しを数回で、「bt」モードにしてください。（Bluetooth 設定）⑦
ボタンの通常押しで、「rESEt」にして、ボタンを押してください。（Bluetooth Reset）⑧ PC とペアリング接続します。PC の Bluetooth 接続設定手順で実施してください。
⑨Bluetooth に関する表示
表示状態動作モード消灯

Bluetoothを使用しない点滅

Bluetooth接続要求中点灯

Bluetooth接続完了

ペアリングモード

PCに表示される機器名称
標準インジケータ

Pairモード

SY289

HIDモードS Dial work HID

reset : ペアリングの解除
MAC : MACアドレスの表示
Simple : ペアリングなしの通信
Pair : paired and secured profile
HID : virtual keyboard（キーボード入力）
３．測定方法（１）起点設定①グラナイトベース上面に測定子を静かに降ろします。
②
ボタンを通常押しすると、表示がゼロリセットされます。
（２）シックネス測定

測定物をグラバイトベース上面におき、リフトレバーを使い測定子を降ろし、測定します。
ボタンを押すと、測定データを伝送できます。
４．メンテナンス
的確な動作を確保し、腐食を防ぐために、液体に触れた後は、機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。
また、本測定器を直射日光、高温高湿にさらさないでください。
５．電池交換

2

６．仕様
型名

SSPG-01

SSPG-11SSPG-12

測定表示量

範囲JIS

主な測定品目(mm)(mm)

K6732-1996

農業用ポリ塩化ビニルフィルム

0.001

12K6783-1994
SSPG-02最小標準規格

農業用エチレン・

測定子径
加圧荷重
（測定力）

ΦD(mm)

0.8N(80±5gf)

Φ51.22±0.14N

酢酸ビニル樹脂フィルム

0.001

12(125±15gf)
1226±147mN

Φ5Z1702-1994

包装用ポリエチレンフィルム

Z1709-1995

収縮包装用フィルム

K6400-1-2004

軟質発泡材料K6402-1976

軟質ウレタンフォーム（2000年廃止規格）

0.01

120.363N(37gf)

Φ35.7

K6301-1995

加硫ゴム（1998年廃止規格）

0.01

120.785N(80gf)

Φ50.01120.785N(80gf)

Φ10(125±15gf)

K6404-2-3-1999 ゴム引布・プラスチック引布
SSPG-13SSPG-14SSPG-15

SSPG-16

K6328-1999

ゴム引布

K6250-2006

ゴム・A法（35 IRHD未満）用L1086-2007

接着しん地（不織布）L1086-2007

接着しん地（普通の織物）

L1096-1999

一般織物（普通の織物）

L1018-1999

ニット生地（普通の編地）

L1086-2007

接着しん地（普通の編地）

L1096-1999

一般織物（有毛織物）

K6505-1995

靴甲用人工皮革

K6550-1994

革圧力0.363kＰa(3.7gf/㎠)

10±1ｋPa10±２ｋPa

0.01

120.394N(40gf)

Φ160.01

122.35N(240gf)

Φ11.32kPa
23.6kPa
23.5kPa(240gf/㎠)
0.7kPa(7gf/㎠)

0.01

120.343N(35gf)

Φ25.2

0.7kPa
0.7kPa(7gf/㎠)

3.854±0.098N(393±10gf)
0.01

SSPG-171249.03±1.177ｋPa(500±12gf/㎠)
Φ103.85±0.1N(390±10gf)

ゴム物理試験方法
SSPG-18K6250-2006

熱可塑性ゴム0.01

130.431N(44±10gf)

A法（35 IRHD以上）※）重量：スタンド・インジケータ等（約3.7kg）)+重り

７．電波法認証内蔵 bluetooth module

ISP091201D

地域・国認証米国

FCC ID : 2AAQS-ISP091201

カナダ

IC : 11306A-ISP091201

ブラジル

Anatel : 0516-14-4534

韓国
メキシコ

MSIP-CRM-iNs-ISP091201
IFT : RCPSYIS14-0655

日本

001-A06167

台湾

CCAH18LP2040T6

EU
インド

WPC : ETA-1003/2-17-/RLO(WR)3Φ535 IRHD以上22±5ｋPa2(2.24±0.51gf/mm )保証
この製品は JIS またはテクロック社規格に合格しかつ長さ及び質量の国家標準に対しトレーサブルであることを保証します。

注意事項
1) 本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して、点検の周期を定め、定期点検を行ってください。弊社以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。
2) 本測定器は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません。

仕様及び外観は、製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 テクロック
株式会社 テクロック・スマートソリューションズ

https://teclock.co.jp
本社・中部営業所〒394-0042 長野県岡谷市成田町 2-10-3
東京支社・東部営業所〒108-0073 東京都港区三田 3-4-18-702
大阪支社・西部営業所〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-1-31-305

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914
TEL.(03)5765-5333/5334 FAX.(03)5765-5335
TEL.(06)6743-0555

e-mail : teclock@teclock.co.jp

FAX.(06)6743-0558