「人にやさしい、ベッドセンサによる見守り支援システム」

1

介護福祉施設の問題点と課題問
題点■ 少子高齢化でお年寄りが年々増加

課■ 入所者の安全に対する不安の軽減

題■ 看護・介護スタッフの負担の軽減■ 慢性的な看護・介護スタッフ不足

高齢化社会に適した“見守り支援システム”《ミルコン》を開発
2

介護施設の見守りの現状
現在、介護施設で利用されている離床センサ㈱ｴｸｾﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより抜粋

・お年寄りが寝るときに、その都度、ベッド側でセンサのスイッチをＯＮにする必要があります
・転倒転落や徘徊をするお年寄りのみに、センサを取り付けるため施設全体の見廻り業務は発生します

介護スタッフの大きな負担軽減にはなっていない3

見守り支援技術
ベッドでの生活時間が長い高齢者の状態把握
生体動作検出小型・軽量・簡便・非拘束なセンサ

空気圧センサスマートな センサシステム【介護者】【被介護者】

的確な対応・負担軽減

プライバシー保護

お年寄りのリアルタイムな見える化を実現
4

｢見守り支援システム ミルコン｣のシステム構成
特許申請中

１システムで最大６４床をモニタリングできます。
カメラは３２台です。

5空気圧センサ

人体

人体

心臓体動マットマット

空気圧センサ

変化(変位) 空気圧センサ

脈拍計

センサの取付

圧センサ
圧センサ

時間(s)

時間(s)
時間(s)

ベッド上で安静にした時の圧力変化グラフ

6空気圧センサ（1/2）
構造と原理

Control device

PC（A/D変換器）
ANC-01
Paramount bed

シート

空気圧変化

圧力センサ

175mm
塞ぐ

780mm

天然ゴムチューブ

Rg

element

1. +VDD

2. OUT PUT
RS
3. GND

空気圧

圧縮・膨張により空気圧を発生

175mm
780mm

7

空気圧センサ（2/2）
原 理
空気圧センサで受けた圧力変化を超高感度空圧センサで電圧信号に変換します
生体振動振動空気圧センサ

敷き布団

空気圧

圧力変化

超高感度空圧センサ

1024レベル（10 bits）に量子化[a.u.]
1023
圧力変化
Amplitude

Amplitude[V]1.350

無動作時

動作時
Time

圧力変化における出力電圧信号制御機器（A/D 変換機） 0Time

5 [sec]量子化後のデータ8動作状況
パッド下、マットレス下への取付

安静・寝返り状態

離床状態

9空気圧センサによる安静時の脈拍数検出10090

脈拍（回/分）

80
70
60
ECG
圧センサ250403020
100050

100

150
200
時間（秒）

250

300

心電計の脈拍変化とほぼ同じ時間推移であった
10

空気圧センサによる運動後の脈拍数検出
120

脈拍（回/分）10080
ECG
圧センサ160
40
20
00

50

100

150
200
時間（秒）

250

300

心電計の脈拍変化とほぼ同じ時間推移であった11

｢見守り支援システム ミルコン｣の画面構成
一覧画面

圧表示

設定画面

行動パターン解析

睡眠時間解析

12

状態をリアルタイムに表示する一覧画面
モニタ部

この画面を見るだけでお年寄りが居室のベット上でどのような状態であるかがリアルタイムわかります。

履歴情報

メニュー
13

状態表示アイテム
１つのセンサで５つの状態がリアルタイムわかります。

長期離床起上り14近似脈拍数表示（安静時）
安静時には近似的な脈拍数がリアルタイムわかります。

近似脈拍数15長期離床時間表示
離床時間が分単位にリアルタイムわかります。
長期離床時間16

設定画面
お年寄り毎に詳細な設定が可能です。

看視時間選択看視したい状態を選択

17

起上り検出（ナースコール呼出連動）
ﾅｰｽｺｰﾙ PHS

圧力センサ

ﾅｰｽｺｰﾙ呼出し
転倒転落事故のリスクを回避する事前対策の手順が確立※ケアコム製デジタルナースコールシステムと接続が可能
ナカヨ電子製低価格インターホンシステムと接続可能

ｵｷｱｶﾞﾘ
B03（警報内容） （部屋No）18

Ｗｅｂカメラ連動
共用部にＷｅｂカメラを設置すると、離床時に映像にて確認ができます。

19

行動解析
過去のデータと比較することで生活リズムを把握できます。

約半年間のデータを蓄積
起きた時間

寝た時間

夜間に離床した時間と回数

20睡眠時間表示平均時間と比較することで体調管理に役立てれます。
約半年間のデータを蓄積

21

導入のメリット・デメリット
見る側（看護士、介護士）

見られる側（入所者）

・夜間の見守り負担を軽減

・常に見守られている安心感

・夜間の見守りに安心感

・転倒、転落の危険性の低減

・頻繁に警報が鳴り、介護負担の増加

・プライバシー問題

メリット

デメリット

・センサの取付作業の負担増
警報設定が必要な入所者だけ警報を設定し、それ以外の人には警報を設定しない運用ができます。

ﾏｯﾄﾚｽまたは布団の下に敷くだけなので、ｼｰﾂ交換時に取付作業は発生しない。

・センサが見えて気になる

ﾏｯﾄﾚｽの下に設置してもOKなのでｾﾝｻが見えないし、違和感がない

22

スタッフの声「夜間の見回りの回数が減り、入所者へのかかわりの時間が増えた」「見回り時に部屋の扉を開け入所者を起こすことがなくなった」「スタッフ側の見るストレスと入所者の見られるストレスが相互に減った」「このシステムを利用して、はじめてこのシステムの役割の大きさがわかりました。」
23

高齢者専用賃貸住宅への採用予定のお客様の声「ミルコンを導入することにより他の高齢者専用賃貸住宅との差別化を期待している」「夜間のスタッフの負担軽減と省力化を期待している」「スタッフの職場環境を改善し、スタッフ不足の解消を期待している」
24

システム納入例(高齢者専用賃貸住宅)
所在地：大阪府枚方市
定 員 ：３３名（全室個室 １階９室、２階１３室、３階１１室）

システム概要
１階の宿直室にそれぞれモニタを設置し、全室のベッド上での就寝状態を看視しています。
大型モニタも設置し、視認性を高めています。

25

システム納入例(高齢者専用賃貸住宅)
大型液晶モニタを利用

居室側センサ26

システム納入例(特別養護老人ホーム)
法人名：特別養護老人ホーム「星陽」
所在地：兵庫県姫路市

定 員 ：７０名（全室個室 ２階３５室、３階３５室）
併 設 ：短期入所生活介護（２０名）

特 徴 ：石川病院グループの高齢者福祉部門
視覚、聴覚障害者の受け入れ
システム概要２、３階のスタッフルームにそれぞれ看視装置を設置し、全てのベッド上での就寝状態を看視しています。

27

システム納入例(特別養護老人ホーム)
施設内平面図（３階）

安安安安

安

安：ﾓﾆﾀ装置1台

安安安安安安安安安

安：安心ｾﾝｻ35台

安

安：ｶﾒﾗ8台

NC

安

安

安
安

NC ：ﾅｰｽｺｰﾙ１台

安安安安安

安安安

安

安安安安安

28

ミルコンお試し提案「人にやさしい、ベッドセンサによる見守り支援システム」

29はじめに拝啓、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
急激な高齢化社会の進展のなか、介護福祉現場の介護スタッフの負担はますます増加する傾向にあります。それゆえに、入所者に充実した介護サービスを提供できない状況も生まれつつあります。
きんでんは、このような状況を少しでも解消し、より安心で安全な介護サービスの実現を支援するため、介護福祉施設向けの見守り支援システム「ミルコン」を開発しました。
このシステムをご理解していただくには、お試し頂くことが一番よいと考え、きんでんでは新たな配線を必要としない無線方式のセンサを開発しました。これによって、容易にシステムをお試し頂くことが可能となります。この機会に、一度、ご検討くださいますようお願い申し上げます。
敬具株式会社 きんでん30

お試し案内●対象ﾍﾞｯﾄﾞ数●お試し期間●設置に要する時間●設置場所●設置に要するｽﾍﾟｰｽ●信号配線●お試し費用：最大2ﾕﾆｯﾄ（約18名程度)：最大2週間：約3時間(取扱説明:1時間）：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置はｽﾀｯﾌﾙｰﾑに設置
ｾﾝｻは各ﾍﾞｯﾄﾞ(ﾏｯﾄﾚｽ下)に設置：ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC､17ｲﾝﾁﾓﾆﾀが置けるｽﾍﾟｰｽ(写真1参照)：配線工事は丌要
無線通信方式(2.4GHz)：無償※お試し用ﾃﾞﾓｾｯﾄがない場合はご了承ください。
2.4GHz帯は無線LAN､医療機器でも使用されています。
ﾅｰｽｺｰﾙとの連動は行いません。
31

設置イメージ
スタッフルーム側

各ベッド側

写真1

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置

空気圧ｾﾝｻ設置

ｾﾝｻｺﾝﾄﾛｰﾗ

32

システム設置イメージ
ＥとＦﾕﾆｯﾄは見守り支援対象

施設内平面図（３階）

ＳＳＳ
Ｓ

Ｓ

中Ｓ

Ｓ

：ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ装置

Ｓ

中S：安心ｾﾝｻ35台

中：無線中継器

Ｓ

Ｓ

中中Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

E,Fﾕﾆｯﾄの全ての入所者の状態を見守り支援
します33