地震予知連絡会会報第 105 巻

2021 年 3 月発行

８－９ 近畿地域の地下水位・歪観測結果（2020 年 5 月～ 2020 年 10 月）	Observational Results of Groundwater Levels and Crustal Strains in the Kinki
District, Japan (May 2020 – October 2020)
産業技術総合研究所
Geological Survey of Japan, AIST
2020 年 5 月～ 2020 年 10 月の近畿地域におけるテレメータによる地下水位およびボアホール型歪計による地殻歪（水平 3 成分）の観測結果を報告する．観測点は 12 点（観測井は 14 井戸）である（第1 図）．同期間中に第 1 図で示す範囲内で，M4 以上で深さ 30km より浅い地震は，無かった．

前回の資料（第 104 巻）から、ikd を外した（2019 年 9 月で観測終了）．その結果、この資料で報告する観測点の数は 1 点減り、観測井の数は 1 本減った．

第 2 ～ 5 図には，2020 年 5 月～ 2020 年 10 月における地下水位 1 時間値の生データ（上線）と補正値（下線）を示す．ボアホール型歪計が併設してある観測点については，同期間における歪 3成分の観測値（生データ）も示す．歪の図において「N120」などと示してあるのは，歪の方向が北から 120 度東方向に回転していることを示す．水位補正値 (corrected）は，潮汐解析プログラム

BAYTAP-G によって，気圧・潮汐・不規則ノイズの影響を除去した結果である．なお，hno・sed・tkz・ysk・yst1・yst2 および yst3 は地上より上に水位が来るので，井戸口を密閉して水圧を測定し，それを水位に換算している．

yst1 の地下水位の 2019 年 6 月 27 日以降のノイズ状のデータは水位計の異常のためと思われる（第2 図）．yst3 の地下水位の 2020 年 2 月 16 日以降の故障は水位計本体の故障のため（第 2 図）．hrb の地下水位の短期的な上下変化は口元から雨が流れ込んだためと思われる（第 3 図）．goj の地下水位の 2020 年 6 月 4 日以降の故障は水位計本体の故障のためと思われる（第 4 図）．ohr の地下水位・
歪の 2020 年 5 月 27 日以降の故障はデータ収録装置の故障のため（第 5 図）．

これらのデータ（グラフ等）は，http://www.gsj.jp/wellweb/ で公開されている．
（北川有一・松本則夫・佐藤努・板場－ 393 －智史・落唯史・木口努・矢部優）

134ﾟE35.8ﾟN135ﾟE2021 年 3 月発行

136ﾟE

136.8ﾟEhno■
ohr■

ysk
●
■
yst

35ﾟN

地震予知連絡会会報第 105 巻●
htstkz■■tnn ● kryhrb●
sed●● goj●
ngrkm
034ﾟN

25第1図

地下水観測点分布図（●・■）．■は，地下水位に加えて，ボアホール型歪計で地殻歪を測定している観測点．yst：安富，ysk：安富北，tkz: 宝塚 , hrb：平林 , sed：西淡 , tnn：天王寺 , kry：広陵 , goj：五條 , ngr：岩出東坂本 , ohr：大原 , hno：花折 , hts：愛荘香之庄．
Fig. 1 Distribution of groundwater observation stations of Geological Survey of Japan, AIST (●・■). At the stations shownby the solid squares, crustal strains are also observed by borehole strainmeters. yst : Yasutomi, ysk : Ystutomi-kita, tkz: Takarazuka, hrb : Hirabayashi, sed : Seidan, tnn : Tennoji, kry : Koryo, goj : Gojo, ngr : Iwade-higashisakamoto, ohr :Oohara, hno : Hanaore, hts : Aishou-konoshou.

Fig.1

産業技術総合研究所資料－ 394 －ATMOSPHERIC PRESSURE(yst)
RAINFALL(yst)

1020

960

GROUNDWATER LEVEL
yst1

[m]
1

original

60

1030

0

970

[m]

[m]

1

4

corrected[m]original[m][xE-9]

1

5000

yst3

[m]

故障

0.2

[m]

[m]

0.2

6[m]

original

4

STRAIN

depth=295m

tkz

N158

[xE-9]

N38

5000

yst1

N115

[x10-9]

[m]

2000

3N235

GROUNDWATER LEVEL
ysk[m][m]6[m]originalsed[m]original

3

corrected
05

06

07

2020

08

09

1011405

Fig.206

07

2020

08

09

1011

第 2 図 yst1, yst2, yst3, ysk の 2020 年 5 月～ 2020 年 10 月の観測結果．
Fig. 2 Observation results at yst1, yst2, yst3 and ysk from May
2020 to October 2020.
産業技術総合研究所資料

Fig.3

第 3 図 tkz, hrb, sed, ikd の 2020 年 5 月～ 2020 年 10 月の観測結果．
Fig. 3 Observation results at tkz, hrb, sed and ikd from May 2020
to October 2020.
産業技術総合研究所資料－ 395 －2021 年 3 月発行

corrected

地震予知連絡会会報第 105 巻

depth=286m
N355

GROUNDWATER LEVEL
hrb

originalcorrected

STRAIN

40N278corrected

2000

60

GROUNDWATER LEVEL
tkz

corrected
yst2

1[x10-9]

ATMOSPHERIC PRESSURE(tkz)
RAINFALL(tkz)ATMOSPHERIC PRESSURE(tnn)
RAINFALL(tnn)

1040

980

GROUNDWATER LEVEL
tnn

[m]

corrected[x10-9]

0930

[m]

[m]

22

N180

[xE-9][x10-9]

2000

3000

GROUNDWATER LEVEL
kry

original[m][m]22

corrected

depth=278m
N99

corrected
ngr[m]GROUNDWATER LEVEL
hno[x10-9]N87

1

5000

N327[m]original[m]

22

STRAIN

depth=270m

hno[x10-9]5000

GROUNDWATER LEVEL
hts

original[m]33corrected
07

2020

0809

1011

第 4 図 tnn, kry, goj の 2020 年 5 月～ 2020 年 10 月の観測結果．
Fig. 4 Observation results at tnn, kry and goj from May 2020 to産業技術総合研究所資料
October 2020.

05

0607

2020

08

09

1011

第 5 図 ohr, hno, hks-i の地下水位・地殻歪の 2020 年 5 月～ 2020 年 10 月の観測結果．
Fig. 5 Observation results at ohr, hno and hks-i from May 2020 to October 2020.

Fig.5－ 396 －産業技術総合研究所資料

2021 年 3 月発行

06[m]original[m]corrected

Fig.4

3000

地震予知連絡会会報第 105 巻

goj

original

05[x10-9]

ohr

N339

N207

22

corrected

corrected

故障

1[m]

N219

[m]

[m]

original

STRAIN

tnn

N120

20

GROUNDWATER LEVELohr

STRAIN

depth=542m
N240

60

故障

2000

990

故障

2original

60

ATMOSPHERIC PRESSURE(hno)
RAINFALL(hno)