DocNo. PTD-OP-10014-0

認証機能付きアルコールチェッカー トライアルキット
PALC-KIT Ver.1.7

取扱説明書

2010/12/14

初

版

目

次
はじめにお読みください ..................................................................................................................... 4
本製品のご使用にあたって .............................................................................................................. 4
１．製品について ................................................................................................................................ 5
１．１

特徴 ................................................................................................................................ 5

１．２

機

能 ................................................................................................................................ 5

１．３

製品構成 ............................................................................................................................. 6

１．４

製品仕様 ............................................................................................................................. 7

１．５

使用環境 ............................................................................................................................. 7

１．６

センサーの校正 .................................................................................................................. 8

２．ご使用前の準備 ............................................................................................................................. 8２．１

機器の接続 ......................................................................................................................... 8

２．１．１

PALC-KIT の接続 .................................................................................................. 8２．１．２

印刷機器の接続 ....................................................................................................... 9２．１．３

機器の取り外し ....................................................................................................... 9

２．２

ソフトウェアのインストール .......................................................................................... 10

２．２．１

PALC-KIT 専用ソフトウェアのインストール .................................................... 10

２．２．２

Virtual COM Port Driver のインストール ........................................................ 12

２．２．３

PALC-KIT 専用ソフトウェアのアンインストール ............................................. 13

２．２．４

ソフトウェアの再インストール ........................................................................... 13

２．２．５

旧バージョンからの移行 ...................................................................................... 14

２．３

ユーザーの登録 ................................................................................................................ 15

３．起動と終了 .................................................................................................................................. 15
３．１

起動方法 ........................................................................................................................... 15

３．１．１

メニューからの起動 ............................................................................................. 15

３．１．２

ショートカットからの起動 .................................................................................. 15

３．２

終了方法 ........................................................................................................................... 16

４．画面説明 ...................................................................................................................................... 17
４．１

アルコール濃度測定画面 ................................................................................................. 17

４．２

ＣＳＶ外部出力画面 ........................................................................................................ 18

４．３

ユーザーマスタ登録画面 ................................................................................................. 18

５．アルコール濃度の測定 ................................................................................................................ 19
５．１

処理の流れ ....................................................................................................................... 19

５．２

アルコール濃度の測定手順 ............................................................................................. 21

５．２．１

個人認証と測定モードへの移行 ........................................................................... 21

５．２．２

アルコールセンサー準備（キャリブレーション） .............................................. 22

５．２．３

アルコール濃度の測定 .......................................................................................... 23５．２．４

測定結果の確認と記録 .......................................................................................... 24

６．ユーザー登録 .............................................................................................................................. 26
2

Pinetec Co.,Ltd.

６．１

新規登録 ........................................................................................................................... 26

６．１．１

はじめてユーザー登録する場合（管理者の登録） .............................................. 26

６．１．２

一般ユーザーの登録 ............................................................................................. 27

６．２

編

集 .............................................................................................................................. 29

６．３

削除 .............................................................................................................................. 29

７．外部出力 ...................................................................................................................................... 30
７．１

CSV 外部出力方法 ........................................................................................................... 30

７．２

Microsoft EXCEL による閲覧 ........................................................................................ 31

８．勤怠モード .................................................................................................................................. 32
９．メンテナンス .............................................................................................................................. 33
９．１

データのバックアップ ..................................................................................................... 33

１０．こんなときは（トラブルシューティング） ....................................................................... 34

１１．お問合せ先 .............................................................................................................................. 37

3

Pinetec Co.,Ltd.

はじめにお読みください
このたびは、アルコールチェッカートライアルキット PALC-KIT をご採用いただき、まことにありがとうございます。本書は PALC-KIT を正しくご利用いただくための操作方法ならびに注意事項等について記載しております。誤った操作や適切でない運用を行った場合は重大な事態を引き起こす可能性があります。ご利用前に本書をご一読いただき、製品に関する正しい知識を身につけてご活用いただきますようお願い致します。
本書は、本書作成時のハードウェアおよびソフトウェアの情報※をもとに作成されています。
ソフトウェアのバージョンアップ等により記載内容とソフトウェアの機能や名称が異なる場合があります。また、本書の内容は予告なく変更することがあります。

本製品のご使用にあたって

警

告

本製品は、飲酒運転の可否を判断するためのものではありません。本製品の測定結果のみで運転の可否を判断しないで下さい。
本製品は、飲酒の状態を一定の条件に基づいて判定しており、あくまでも飲酒状態の一判断材料として自主管理用にご利用下さい。したがって、本製品の製造者ならびに販売者は、本製品の使用を動機とするアルコール影響下の交通事故や飲酒運転による過失について、一切の責任を負いません。

注意
本製品は、半導体式ガスセンサーを使用していますので、アルコール以外のガス等にも反応する場合があります。アルコール濃度が検出された場合は口をすすいで再度測定を行って下さい。



本製品は、点呼時の飲酒有無の検出を目的としており、大量のアルコール摂取量を連続計測する用途には適しておりません。



タバコの煙、殺虫剤、化粧品、シンナー、ペンキ等の可燃性の溶剤や塗料などの近くでは使用しないようにして下さい。



測定場所の周りがアルコールや有機系ガスの雰囲気では使用しないで下さい。精度や感度が低下し、正しい測定結果が得られない場合があります。

※

本取扱説明書で記述している専用ソフトの対象バージョンは、Ver.1.7.0.12 です。

4

Pinetec Co.,Ltd.

１．製品について

１．１ 特

徴

（１）お手軽導入
既存のパソコンに接続するだけで個人認証機能を備えたアルコール検知システムが簡単に実現できます。
（２）簡単操作
ID カードをかざして（認証と測定準備）、息を吹きかけ（測定）、ID カードを外す（記録）の３ステップで測定が完了します。通常操作においてキーボード入力は不要です。
（３）ハイコストパフォーマンス
個人認証・測定経過グラフ表示・測定結果記録・外部出力・印刷など、標準で高機能を備えています。弊社点呼管理システム PT-1000 との連携が可能で、PALC-KIT への投資が無駄になりません。

１．２ 機

能（１）アルコール濃度の検知
呼気中のアルコール濃度を検知し、結果をパソコンに記録します。
（２）ＩＤカードによる認証
ＲＦＩＤ付き社員証などにより被測定者の認証を行います。個人認証とアルコール濃度の検知を同時に行うことにより検知結果の改竄防止につながります。簡易勤怠機能としても利用できます。
（３）外部出力アルコール濃度の検知結果をＣＳＶ形式で出力することができます。

図 1.1 機器の運用イメージ
5

Pinetec Co.,Ltd.

１．３ 製品構成

本製品は次の内容物より構成されています。
①アルコールセンサー部②ＲＦＩＤセンサー部③ＲＦＩＤカード（無地 3 枚付属）
④ＵＳＢインターフェース⑤専用ソフトウェア インストール CD⑥取扱説明書（⑤インストール CD 中に記録）

図 1.2 製品構成

本製品は、お手持ちのパソコンと接続することにより、アルコール濃度の測定および測定結果の保存を行うことができるようになります。

図 1.3 製品接続使用例

6

Pinetec Co.,Ltd.

１．４ 製品仕様
PALC-KIT

品名・型式

アルコールチェッカ

使用環境条件

常温常湿環境（15～25℃、85%RH）【アルコールセンサー】
センサータイプ

硫黄化合物ガス検知半導体素子

測定範囲

0.0 ～

分解能

0.04 mg/ℓ

0.25 mg/ℓ【RFID】
規格

ISO/IEC15693 準拠 (非接触近傍型)

キャリア周波数

13.56MHz

変調方式

ASK 変調符号化方式

Pulse Position 方式

データ転送レート～26kbps

衝突防止（アンチコリジョン）

対応

交信距離

0～30mm（周囲に磁性体がないこと）

100%/10%【ソフトウェア】
画面表示件数

500 件

データ登録件数

ハードディスク容量による登録ユーザー数

ハードディスク容量による※本製品の仕様は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。

１．５ 使用環境

本製品を利用するためには次の要件を満たすパーソナルコンピューターが必要になります。
【ハードウェア】①USB2.0 インターフェース②SVGA（800×600）以上の解像度をもつ表示装置③マウス等のポインティングデバイス【ソフトウェア】①オペレーティングシステム（OS） Microsoft Windows XP / Vista / 7②Microsoft .Net Framework 3.5③Microsoft EXCEL 等の表計算ソフトウェア※Microsoft Windows XP / Windows Vista / Windows 7 は Microsoft Corp.の登録商標です。
※Microsoft EXCEL は Microsoft Corp.の登録商標です。
※本製品の効果音には TAM Music Factory の音源を使用しております。

7

Pinetec Co.,Ltd.

１．６ センサーの校正

本製品の機能および性能を維持するため、定期的なセンサー校正が必要です。弊社では 6 ヶ月毎のセンサー校正を推奨致しております。詳細につきましては、販売店または弊社までお問合せ下さい。

２．ご使用前の準備
２．１ 機器の接続
２．１．１

PALC-KIT の接続

PALC-KIT を使用する場合にはパソコンとの接続が必要になります。パソコンとの接続
は PALC-KIT の USB ケーブルをパソコンの USB 端子に接続するだけで完了します。(図2.1) 初めて PALC-KIT ご利用になる場合には、USB 機器のドライバーソフトウェアのイ
ンストールを促すメッセージが表示されます。詳細については 2.2.2

Virtual COM Port

Driver のインストールを参照して下さい。

図 2.1 パソコン USB 端子への接続測定を行う 10 分前には PALC-KIT をパソコンに接続し、専用ソフトウェアを起動してセンサーのウォームアップ（暖気）を行って下さい。さらに、実際の測定を行う前に、２、３
回テスト測定を行うと安定した測定が行えます。

8

Pinetec Co.,Ltd.

２．１．２

印刷機器の接続

PALC-KIT 専用ソフトウェアは、測定毎に結果を印刷することができます。印刷は OS 上の「通常使うプリンタ」に設定されたプリンターに出力されます。パソコンと印刷機器との接続方法については各印刷機器の取扱説明書を参照して下さい。

PALC-KIT 専用ソフトウェアでは、測定結果を他の書類に記録として残す場合を想定し、出力の書式を KING JIM テプラ PRO SR3500P 等の PC ラベルプリンタ用（テープ幅18mm/24mm）に設定してあります。PC ラベルプリンタをご利用したい場合には、お客様でご用意いただくか、販売店にご相談下さい。

２．１．３

機器の取り外しPALC-KIT をパソコンから取り外す場合には、必ず専用ソフトウェアを終了させてからパソコンの USB 端子より PALC-KIT のケーブルを抜きます。
印刷機器等の外部入出力装置の取り外しについては、各機器の取扱説明書等を参照して下さい。

9

Pinetec Co.,Ltd.

２．２ ソフトウェアのインストール
PALC-KIT を使用するためには PALC-KIT を接続したパソコンに次の２つのソフトウェ
アをインストールする必要があります。以下に各ソフトウェアのインストール手順を示します。
・PALC-KIT 専用ソフトウェア
・Silicon Labs 社

Virtual COM Port (VCP) Driver※OS 上に Microsoft .Net Framework 3.5 がインストールされている必要があります。
※本書では例として WindowsVista の画面を使用しております。他の OS では表示が異なる場合があります。

２．２．１

PALC-KIT 専用ソフトウェアのインストール①付属のインストール CD をパソコンにセットすると、自動的にセットアッププログラムが起動します。CD ドライブの自動機能を OFF に設定してある場合や自動起動しない場合には、CD ド
ライブの setup.exe をダブルクリックし、セッ
トアッププログラムを起動して下さい。
②PALCKIT1.7 セットアップウィザード画面が表示されたら、［次へ］ボタンをクリックします。

図 2.2

ｾｯﾄｱｯﾌﾟｳｨｻﾞｰﾄﾞ画面（図 2.2）この段階でエラーが発生した場合は10 章のこんなときは（トラブルシューティング）を参照して下さい。
③インストールフォルダの入力を行います。任意のフォルダにインストールしたい場合は、直接インストールフォルダのパスを入力するか、［参照］ボタンをクリックしてインストール先のフォルダを指定します。さらにインストールの対象となるユーザーを選択後、［次へ］ボタンをクリックします。
（図 2.3）

図 2.3

ｲﾝｽﾄｰﾙﾌｫﾙﾀﾞ入力画面
10

Pinetec Co.,Ltd.

④インストールの確認画面が表示されるので、［次へ］ボタンをクリックするとインストールが開始されます。（図 2.4）

図 2.4

ｲﾝｽﾄｰﾙ確認画面⑤ユーザーアカウント制御（UAC）が有効な場合
は、図 2.5 の画面が表示されますので「許可」
をクリックして下さい。

図 2.5

ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ制御画面⑥インストール実行中は図 2.6 の画面が表示され、進捗状況を表示します。

図 2.6

ｲﾝｽﾄｰﾙ進捗画面⑦インストールが完了すると図 2.7 が表示されま
す。

図 2.7

ｲﾝｽﾄｰﾙ完了画面
11

Pinetec Co.,Ltd.

２．２．２

Virtual COM Port Driver のインストール
電源の投入されたパソコンに初めて

図 2.8

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄｰﾙﾒｯｾｰｼﾞ

PALC-KIT を接続すると、画面上に図 2.8 のメッ
セージが表示され、メッセージをクリックするとVirtual COM Port (VCP) Driver のインストー
ルが開始されます。
ドライバーのインストール時に適切なドライバーが見つからなかった場合は、専用ソフトウェ
アインストール CD を CD または DVD ドライブにセットし、ドライバーの参照場所として
CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7 フォルダ

図 2.9

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄｰﾙ進捗画面を指定して下さい。

図 2.10 ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄｰﾙ完了画面※最新の VCP Driver は、以下の Silicon Labs 社サイトよりダウンロードすることが可能です。
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx

12

Pinetec Co.,Ltd.

２．２．３

PALC-KIT 専用ソフトウェアのアンインストール①OS のスタートメニュー→コントロールパネル→プログラムと機能を起動します。
②プログラムと機能の画面から PALCKIT1.7をダブルクリックします。（図 2.11）③アンインストールの確認メッセージで［はい］をクリックします。（図 2.12）

図 2.11 コントロールパネル④ユーザーアカウント制御画面が表示され、許可を求められた場合は、[許可]をクリックします。

図 2.12 アンインストール確認画面

２．２．４

ソフトウェアの再インストール
PALC-KIT 専用ソフトウェアの再インストールを行う場合には①インストール CD の「setup.exe」を実行します。
セットアップが実行されると、「セットアップ
ウィザードへようこそ」画面(図 2.13)が表示されますので、「PALC-KIT1.7 の修復(R)」をチェックし、[完了]ボタンをクリックします。

図 2.13 PALC-KIT の修復②[完了]ボタンをクリックすると、再インストー
ルが実行され、「インストールが完了しました。」
画面(図 2.14)が表示されます。
③[閉じる(C)]ボタンをクリックしてアップグレ
ードを終了します。
※再インストールによって既存の設定やデータが上書きされることはありませんが、不測の事
図 2.14 PALC-KIT の修復完了

態に備えバックアップを励行して下さい。

13

Pinetec Co.,Ltd.

２．２．５

旧バージョンからの移行

旧バージョンをご利用のお客様が、専用ソフトウェア Ver.1.7 をインストールした場合のデータの移行方法について説明します。例として専用ソフトウェア Ver.1.6 をご利用のお客様が、
Ver.1.7 をインストールした場合のデータの移行手順を以下に示します。
① 2.2.1

PALC-KIT 専用ソフトウェアのインストーラーに従って Ver.1.7 をインストール

します。インストールが完了すると、通常 C ドライブの直下に「PALCKIT1.7」のフォルダが作成されます。
②旧バージョンがインストールされたフォルダを開きます。Ver.1.6 の場合、標準では C ド
ライブの下に「PALCKIT1.6」が作成されます。
③旧バージョンのフォルダ「PALCKIT1.6」の下にある「palckit.sqlite」「setting.cnf」
を Ver.1.7 のフォルダ「PALCKIT1.7」の下に上書きコピーします。
※旧バージョンをアンインストールしても旧バージョンの「palckit.sqlite」「setting.cnf」「img」の各ファイル類は削除されません。

④ユーザーの写真登録をされている場合には、旧バージョンのフォルダ「PALCKIT1.6」の下にある「img」フォルダを Ver.1.7 のフォルダ「PALCKIT1.7」の下の「img」フォル
ダに上書きコピーします。
以上でデータの移行は完了し、Ver.1.6 で記録されたデータが Ver.1.7 でも引き続きご利用になれます。

図 2.15 データの移行
ここで操作するファイルは、重要なデータです。誤った操作を行うとデータが全て消えてしまい、復旧不可能となる場合があります。本作業を実施する前に、旧バージョンのデータをバックアップされることを強くお勧めします。
14

Pinetec Co.,Ltd.

２．３ ユーザーの登録
PALC-KIT でアルコール検知を行う際には、検知開始およびアルコール濃度測定中に ID
カードを利用して被測定者の個人認証を行います。したがってアルコール検知の対象となる被測定者は、予めユーザー登録が完了している必要があります。ユーザー登録の具体的な操作方法については、６．１ 新規登録を参照して下さい。

３．起動と終了

３．１ 起動方法
３．１．１

メニューからの起動
OS のスタート→すべてのプログラム→

図 3.1 メニューからの起動

PALCKIT 1.7 をクリックし、専用ソフトウェアを起動します。以降は３．１．２

ショートカットからの起動からの起動を参照して下さい。

３．１．２

ショートカットからの起動
デスクトップ上のショートカットをダブルクリック(図 3.2)して PALC-KIT 専用アプリケーション
を起動します。この際、ID カードの読取部には ID

図 3.2 ショートカットからの起動

カードが置かれていない事を確認して下さい。

ソフトウェアが起動するとウォームアップ中の画面（図 3.3）が表示されます。
ウォームアップ中は、画面左下に赤い●印が表示され、アルコールセンサーがまだ測定可能な状態になっていないことを示しています。
ウォームアップの状態で ID カードをかざす事によりウォームアップが一時中断され、ウオームア
ップの継続、中断選択メッセーが表示されます。
（図 3.4）

図 3.3 起動直後の表示画面
15

Pinetec Co.,Ltd.

ウォームアップをを継続する場合には ID カードを取り除き、[OK]ボタンを押します。ウォー
ムアップを中断する場合には[キャンセル]ボタンを押します。
図 3.4 ウォームアップ継続確認

ウォームアップを中断することにより測定をはじめとした各種の操作が可能になりますが、ア
ルコール濃度測定を行う場合には測定結果が安定せず、正確な測定を行う事ができなくなります。
ウォームアップが終了すると画面の左下が緑の●印に変わります。（図 3.5）
ウォームアップ状態の表示は、起動時のみ表示され、測定が開始されると以降は表示されなくなります。

図 3.5 ウォームアップ完了画面

専用ソフトウェア起動時に。『アルコールセンサーの校正期間が過ぎています。
センサーの校正をお勧めします。』というメッセージが表示される場合があります。この表示は、アルコールセンサーの寿命を超えて使用している場合。あるいは PALC-KIT のハードウェアが専用ソフトウェアのバージョンに対して古い場合に表示されます。
メッセージが表示されても PALC-KIT をご使用いただけますが、正常な動作や正確な測定は保証致しかねます。このメッセージが表示された場合には、お買い求めいただいた販売店にご相談下さい。

３．２ 終了方法

ソフトウェアを終了する場合は、画面右下の［閉じる］ボタンをクリックし、終了確認画面で［はい］をクリックすることにより終了します。
(図 3.6)

図 3.6 終了確認
ショートカットからの起動
16

Pinetec Co.,Ltd.

４．画面説明アルコールチェッカートライアルキットの PALC-KIT 専用ソフトウェアは、アルコール濃度測定画面、ＣＳＶ外部出力画面およびユーザーマスタ登録画面の３つの画面から構成されています。

４．１ アルコール濃度測定画面

専用ソフトウェアのメイン画面です。この画面ではアルコール濃度測定に関して、被測定者に対する指示や測定結果の表示を行います。
画面切り替えタブ
各画面の切り替えを行います。
インフォメーション表示領域
操作指示や個人認証結果および測定結果を表示します。
履歴一覧表示領域
過去の計測結果を 500 件分表示します。
項目名をダブルクリックすることにより並べ替えができます。項目名をドラッグし、表示幅を変更することができます。

図 4.1 アルコール濃度測定画面１

ソフトウェア終了ボタン

ショートカットからの起動

ソフトウェアを終了します。

中止ボタン
処理中止の指示を与えます。

結果印刷チェックボックス
測定結果を印刷する場合にチェックを入れます。
グラフ表示領域
リアルタイムに測定値を表示します。
キャリブレーション進捗表示

図 4.2 アルコール濃度測定画面２

キャリブレーションの状況を表示します。

ショートカットからの起動
17

Pinetec Co.,Ltd.

４．２ ＣＳＶ外部出力画面保存された測定結果をＣＳＶファイルへ出力指示する画面です。

出力範囲指定コンボボックス
CSV ファイルを出力する日付範囲を開始日と終了日で指定します。

出力開始ボタンCSV ファイルの出力を実行します。

図 4.3

CSV 外部出力画面

ショートカットからの起動

４．３ ユーザーマスタ登録画面

ユーザー（被測定者）の登録、編集を行う画面です。
編集ボタン
編集モード（閲覧／編集）の切り替えを行います。
ユーザー 一覧表示領域
登録されているユーザーの一覧表示および編集領域。項目名をダブルクリックすると並べ替え、ドラッグすると列幅を変更することができます。

削除ユーザー表示チェックボックス
チェックすると削除フラグをセットされたユーザーも表示対象とします。
画像取込ボタン
画像ファイルを取り込み、画像名の欄に画像ファイ
ル名をセットします。
ID 取込ボタンID カードの ID 値を読み取り、ID 欄に値をセットします。

図 4.4 ユーザーマスタ登録画面
ショートカットからの起動

18

Pinetec Co.,Ltd.

５．アルコール濃度の測定
５．１ 処理の流れ
標準的なアルコール測定の操作の流れを示します。
①ソフトの起動

ユーザーの操作を示します。

ID カードによる認証待ち

キャリブレーション実行②ID カードをかざす

ソフト終了

キャリブレーション完了
測定開始待ち測定経過表示③測定スイッチを押す④息を吹きかける

測定完了
測定結果表示⑤’ 中止ボタンを押す
測定結果を記録しない

測定結果の印刷「結果印刷」がチェックされている場合⑤ID カードを外す⑤’’ ID カードを外す

測定結果の保存

図 5.1 処理の流れ（アルコール測定）
ショートカットからの起動
19

Pinetec Co.,Ltd.

勤怠のみを記録する場合の処理の流れを示します。

①ソフトの起動ID カードによる認証待ち②ID カードをかざす。

認証結果の表示③２秒以内に
ID カードを外す※２秒以上 ID カードが置かれたままの場合は、アルコール測定モードへ移行します。

図 5.1 キャリブレーション実行へ

図 5.2 処理の流れ（勤怠）ショートカットからの起動※ユーザーマスタ登録で、動作モードを「1」（勤怠モード）に設定されたユーザーは、アルコール測定モードには移行しません。。

20

Pinetec Co.,Ltd.

５．２ アルコール濃度の測定手順

アルコール濃度の測定手順について、各ステップ毎の処理や操作方法についての詳細な説明を行います。測定に際しては予め暖気運転を行って下さい。（2.1 機器の接続を参照）

５．２．１

個人認証と測定モードへの移行

アルコール濃度の測定を開始する場合は、被測定者の ID カードを RFID センサー部に置いて下さい。（図 5.3）
ID カードが認識されると、チャイム音が鳴ります。ID カードが認識されてから２秒以内に ID カードを取り除くと、勤怠モードへ移行します。詳しくは、５．１

処理の流れ、および８．勤怠モードを参照して下さい。

図 5.3 開始画面
ショートカットからの起動
ID カードの読み取りに成功すると、画面上に読み取り日時と被測定者の氏名および顔写真が表示されます。（顔写真はユーザーマスタに登録されている場
合のみ表示されます。）
被測定者が認証されると同時にアルコール濃度の測定モードに移行します。
※アルコール濃度測定モードに移行すると、CSV 外部
出力画面およびユーザーマスタ登録画面へは移行できなくなります。

図 5.4 被測定者の認証画面
ショートカットからの起動

21

Pinetec Co.,Ltd.

５．２．２アルコールセンサー準備（キャリブレーション）

被測定者の認証が完了すると、アルコールセンサーが測定準備（キャリブレーション）の状態になります。(図 5.5)
測定準備の状態になると、キャリブレーション
進捗表示領域のバーグラフ表示が０の状態からフルの状態へ変化します。この表示がフルになるとアルコール濃度の測定が可能になったことを示しています。

キャリブレーションに要する時間は、直前の測定結果により大きく左右されます。直前の測定で高いアルコール濃度が検知されると、その影響が取り除かれるまで長い時間を要する場合
図 5.5 キャリブレーション実行画面があります。

ショートカットからの起動

キャリブレーションが終了しない場合は最終的にアルコールセンサー異常が表示されます。
(図 5.6) この状態が頻発する場合、アルコールセンサーの故障か寿命を示していますので、お買い求めいただいた販売店にご相談下さい。
図 5.6 センサー異常
ショートカットからの起動

アルコールセンサーが測定可能な状態なると、画面上のメッセージが『センサーの測定スイッチを押して、「ふ～っ」と息を吹きかけて下さい。』(図 5.7) の状態に変わります。

図 5.7 センサー準備完了画面
ショートカットからの起動

22

Pinetec Co.,Ltd.

アルコールセンサーが測定可能な状態で 10 秒
間測定スイッチが押されなかった場合には、警告が表示され（図 5.8）、開始画面に戻ります。

図 5.8 警告画面 1
ショートカットからの起動
押しボタンスイッチが押される前に息を吹きかけた場合には、警告が表示され（図 5.9）、開始画面に戻ります。

図 5.9 警告画面 2
ショートカットからの起動

５．２．３

アルコール濃度の測定
アルコールセンサー部側面の測定スイッチを押すと「ポッ」という測定開始音とともにアルコール濃度の測定が開始されますので、センサー部に向かって約 10 秒間「ふ～っ」と息を吹きかけて下さい。（図 5.10）
測定中は、測定スイッチを押し続けて下さい。
測定スイッチを放した状態ではアルコール濃度は測定されず、無効と判定されます。（図 5.11）

図 5.10 測定中画面
ショートカットからの起動接続されたパソコンがスクリーンセーバーやスリープモードから復帰した状態では、測定ス
イッチを押していないにもかかわらず、自動的に測定を開始する場合がありますが、故障ではありません。

図 5.11 測定中画面
ショートカットからの起動

23

Pinetec Co.,Ltd.

５．２．４

測定結果の確認と記録（１）測定結果を記録する場合
測定が終了すると、画面上に測定完了が表示され、「ポッ」という測定完了音が鳴ります。
（図 5.12）
測定結果を確認し、ID カードを RFID センサ
ー部から取り除くと、測定結果が自動的に記録され、認証待ち画面に切り替わり、次の測定の受け付け待ち状態になります。
ID カードを取り除く際に、結果印刷チェック
ボックスがチェックされていた場合には、接続さ
図 5.12 測定完了画面
ショートカットからの起動れている印刷環境に直前の測定結果が印刷されます。
測定終了後は速やかに ID カードを取り除いて下さい。ID カードを取り除かない場合は 30 秒毎に警告が表示されます。（図 5.13）

図 5.13 測定完了画面
ショートカットからの起動測定の結果、画面上に表示されるランクおよび合否表示は以下のように定義付けされています。（表 5.1）
ランク表示

値範囲

合否表示

無効

0.00

―――――

ランク０

未検出

合

格

ランク１

0.10 以上

0.15 未満

要再測定

ランク２

0.15 以上

0.20 未満

不合格

ランク３

0.20 以上

0.25 未満

不合格

ランク４

0.25 以上

0.30 未満

不合格

表 5.1 ランク表示

24

Pinetec Co.,Ltd.

（２）測定結果を記録しない場合測定した結果を記録しない場合には、[中止]ボタンを押して下さい。
[中止]ボタンを押すと、画面が切り替わり(図 5.14) 「ID カードを取り除いて下さい。」というメッセージが表示されます。ID カードを取り除くと、認証待ち画面に切り替わり、次の測定の受け付け待ち状態になります。

図 5.14 測定完了画面
ショートカットからの起動（３）注意事項
正しく息を吹きかけていなかった場合にはセンサーが正しく反応できずに測定結果が無効になる場合があります。(図 5.15)

実際の記録測定に際しては、より確実な結果を得るために２、３回テスト測定されることをお勧め致します。

図 5.15 測定無効表示
ショートカットからの起動

被測定者の改竄を防止するため、測定中も被測定者の ID カードを RFID センサー部にかざし続けて下さい。測定中に ID カードが識別できなくなった場合には、メッセージ(図 5.16)を表示し、15 秒後に開始画面に戻ります。

図 5.16

ID ｶｰﾄﾞｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ

実際に測定を行う場合には、PALC-KIT 専用ソフト以外にウィルスチェック
ソフトの検索実行やバックアップなどの負荷の高いソフトウェアを同時に起動させないようにして下さい。PALC-KIT の動作が不安定になり、正しく測定できない場合があります。

25

Pinetec Co.,Ltd.

６．ユーザー登録
PALC-KIT でアルコール検知を行う際には、検知開始時およびアルコール濃度測定中に ID
カードを利用して被測定者の個人認証を行います。したがってアルコール検知の対象となる被測定者は、予めユーザー登録されている必要があります。
ユーザー登録は、ID カードに登録されている固有の ID 番号とユーザーの情報を紐付けし、管理します。以下にユーザーの新規登録、編集および削除の操作方法を説明します。
なお、ユーザーマスタの編集を実行するためには管理者権限が必要になります。管理者権限の登録はユーザーマスタ登録画面の「権限」フィールドで設定し、権限の認証は ID カードで行います。

６．１ 新規登録
６．１．１

はじめてユーザー登録する場合（管理者の登録）

PALC-KIT 専用ソフトウェアをインストールした直後は、ユーザーは一人も登録されていな
い状態となっています。ユーザー登録を行うためには管理者権限が必要なため、最初に管理者を登録する必要があります。
通常ユーザーマスタの登録や編集を行うためには ID カードで管理者認証を行う必要がありま
すが、管理者が登録されていない場合は、管理者認証を行わず、だれでもユーザーマスタの登録や編集を行う事ができます。以下にその手順を示します。
①「ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザー
マスタ登録画面を表示します。
（図 6.1）②[編集] ボタンをクリックし、編集モードに入ります。
③以下の情報を入力します。
「社員番号」「氏名」「ヨミガナ」「部門」「属性１」「属性２」「属性３」「備考」「動作モード」「権限」
図 6.1 ユーザーマスタ登録※事業所コードは Ver.2.0 以降で使用します。

26

Pinetec Co.,Ltd.

「動作モード」は、アルコール測定モードと勤怠モードの切り替えを行います。
0

(半角)…

アルコール濃度測定モード

1

(半角)…

勤怠モード

「権限」は、ユーザーマスタの編集権限を設定し
ます。
0

(半角)…

編集権限なし1(半角)…

編集権限あり編集権限のある管理者を設定しない場合は、だれでもユーザー情報を
図 6.2 編集権限登録

変更することができ、好ましい状態
ではありません。必ず管理者を設定するようにして下さい。

以降の操作は、「６．１．２

一般ユーザーの登録」の④を参照して下さい。

６．１．２

一般ユーザーの登録① 「ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザ
ーマスタ登録画面を表示します。(図 6.3)
② ［編集］ボタンをクリックすると、メッセージが「編集権限の認証を行います。ID カードをかざして下さい。」と表示されます。(図 6.4)
ここで権限者の ID カードをかざす事により編集モードに入ります。
③ 以下の各欄にユーザーの情報を入力します。
「社員番号」「氏名」「ヨミガナ」「部門」「属性１」「属性２」「属性３」「備考」
図 6.3 ユーザーマスタ登録「動作モード」「権限」※事業所コードは Ver.2.0 以降で使用します。

「社員番号」「氏名」「ヨミガナ」「削除」｢動作モード｣「権限」は必須入力項目です。
(「削除」欄が未入力の場合には「0」が自動的に入力されます。)

27

Pinetec Co.,Ltd.

「動作モード」は、アルコール測定モードと勤怠モードの切り替えを行います。
0

(半角)…

アルコール測定モード

1

(半角)…

勤怠モード

「権限」は、ユーザーマスタの編集権限を設定します。通常は「0」を設定して下さい。
0

(半角)…

編集権限なし1(半角)…

編集権限あり「属性１」~「属性３」は、お客様が任意の属性を定義して入力することができま

図 6.4 ユーザーマスタ登録

す。（例…担当車両、担当地区など）④ ユーザーと ID カードの関連付けを行います。
関連付けたいユーザー行を選択した状態で、IDカードを RFID センサー部に置き、［ID 取込］
ボタンをクリックすることにより、カードから読み取られた ID 番号が選択行の ID 欄に表示されます。(図 6.5)
登録時に ID の重複エラーが表示される場合には、「９．こんなときは（トラブルシューティング）」を参照して下さい。

「ID」の値は重複することが許されません。

図 6.5

ID 読込

28

Pinetec Co.,Ltd.

⑤ユーザーの写真を登録する場合は、ユーザーを選
択後、［画像取込］ボタンをクリックし、画像
取込ダイアログボックスから画像ファイルを指定します。(図 6.6)⑥［編集終了］ボタンをクリックすることにより入力した内容が保存されます。
※画像のサイズは自動的に調整され表示されます
が、縦横 100～200 ピクセル程度のサイズの画
図 6.6 画像ファイルの指定

６．２ 編像が適切なサイズになります。

集① 「ユーザーマスタ登録」タブを選択し、ユーザ
ーマスタ登録画面を表示します。
(図 6.3)② ［編集］ボタンをクリックすると、メッセージが「編集権限の認証を行います。ID カードをかざして下さい。」と表示されます。(図 6.7)
ここで権限者の ID カードをかざす事により編集モードに入ります。
③ 編集したい項目を直接編集します。
④ ［編集終了]ボタンをクリックすることにより

図 6.7 ユーザー編集画面

６．３ 削

入力した内容が保存されます。

除一度ユーザーマスターに登録したユーザーは削除することができません。削除に該当する処理として、「削除」欄の値に「1」（半角数字）を設定して再登録することにより、通常のユーザー
マスタ一覧上には表示されなくなります。
削除設定されたユーザーを表示する場合には、「削除設定したユーザーも表示する」チェックボ
ックスにチェックを入れることにより、一覧に表示されるようになります。

図 6.8 ユーザーの削除
29

Pinetec Co.,Ltd.

７．外部出力PALC-KIT でアルコール濃度の測定した結果は、専用ソフトをインストールしたパソコン
内のデータベースに保存されます。専用ソフトでは直近の 500 件の測定結果を画面表示可能
ですが、それ以前の結果閲覧やデータの活用は CSV 外部出力機能により作成された CSV 形
式（各項目がコンマで区切られたテキストファイル）のファイルを利用します。
出力された CSV ファイルは、Microsoft EXCEL などにより閲覧や集計することが可能です。
CSV 外部出力の方法と Microsoft EXCEL による閲覧方法の手順を以下に示します。

７．１ CSV 外部出力方法①「CSV 外部出力」タブを選択し、CSV 外部出力画面を表示します。
②CSV ファイルに出力したい測定結果の開始日と終了日を入力します。▼をクリックすることによりカレン
ダーが表示されますので、そこから日付を選択することも可能です。(図 7.1)③［ファイル出力開始］ボタンをクリックします。

図 7.1

CSV 外部出力④「名前をつけて保存」画面が表示されたら保存したい
ファイル名を入力します。拡張子「.CSV」は自動的に付加されます。(図 7.2)
⑤出力が完了すると、メッセージが表示されます。
(図 7.3)CSV ファイルには以下の項目が出力されます。
 測定日時 社員番号
 氏名
 濃度

図 7.2 ファイル名の指定

 判定
 ﾖﾐｶﾞﾅ
 部門
 ｵﾌﾟｼｮﾝ （未使用） 属性 1～属性 3
 備考

図 7.3

CSV ファイル出力結果
30

Pinetec Co.,Ltd.

７．２ Microsoft EXCEL による閲覧
Microsoft EXCEL（以下 EXCEL）を起動し、メニュー－開くから、7.1 CSV 外部出力方法で保存した CSV ファイルを指定することにより閲覧できます。必要に応じて EXCEL の機能を利用して並べ替え、編集および印刷による保存帳票の作成処理を行います。
EXCEL から紙に印刷して保存する他にも PDF 形式で出力することにより電子的に保存することが可能です。

31

Pinetec Co.,Ltd.

８．勤怠モード

勤怠モードとは、ID カードをかざして個人認証した後に、アルコール検知を行わず、ID カー
ドを取り除く事により、氏名、日時を自動記録する機能です。この機能を利用して簡易な勤怠シス
テムとして利用することも可能です。
動作モードが「0（アルコール測定モード）」に登録されたユーザーでも、ID カードをかざして 2 秒以内にカードを取り除く事により勤怠モードと同様の処理を行うことができます。
勤怠モードは、ユーザー毎に設定します。設定
方法はユーザー登録の「動作モード」の内容に「1」設定するだけです。（図 8.1）

図 8.1 動作モードの設定
勤怠モードに設定されたユーザー（社員）は、
ID カードをかざす事により、アルコール検知を実行することなしに、氏名と出勤または退勤日時を記録することができます。
（図 8.2）

集計については、CSV 外部出力されたファイル
を Microsoft EXCEL 等のソフトウェアに取込み、自由に集計や印刷することが可能です。（図 8.3）

図 8.2 勤怠モード「属性」の文字列に、勤務パターンを定義する
ことにより、マクロによる自動集計への応用が可能となります。

図 8.3

CSV 外部出力した内容を EXCEL で表示した例

32

Pinetec Co.,Ltd.

９．メンテナンス

９．１ データのバックアップ
PALC-KIT でアルコール測定した結果は、専用ソフトをインストールしたパソコン内のデータベースに保存されます。不測の事態に備え、データベースのバックアップを定期的に行って下さい。データベースのバックアップ手順を以下に示します。

マイコンピューターやエクスプローラーを開き、PALC-KIT のインストール先のフォル
ダを開きます。インストール時にフォルダを変更をしていない場合、保存先のフォルダは次の通りです。
『 C:¥PALCKIT1.7 』
このフォルダ直下に存在する『 palckit.sqlite 』ファイルがデータベースファイルになりますので、このファイルをバックアップしたい媒体先にコピーして下さい。

誤って『 palckit.sqlite 』ファイルを削除してしまうと、データーは完全に失われてしまい、復旧が不可能になります。

図 9.1 バックアップの対処ファイル

33

Pinetec Co.,Ltd.

１０．こんなときは

現（トラブルシューティング）

象

原

因

対

応

セットアップを実行すると「必お使いのパソコンに、パソコンをインターネット接続が可能な

要なファイルのダウンロード

Microsoft .Net Framework

状態に設定し、再度セットアップを実行し中にエラーが発生しました。

3.5 の環境がインストールさます。セットアップの途中で、.Net

ファイルのダウンロードを再れていません。

Framework 3.5 のコンポーネントのイン実行するか、またはセットア

ストール画面が表示されますので、画面のップを中止して下さい。」が指示に従って操作して下さい。.Net

表示される。

Framework 3.5 のインストールが完了す
ると、PALC-KIT のセットアップが続行されます。

ソフトウェアを起動するとPALC-KIT がパソコンに接続

PALC-KIT の USB 端子をパソコンに差し『COM ポートオープンエラー

されていません。

込んで暫くしてからソフトウェアを起動が発生しました。COM ポートのして下さい。（USB 端子を差し込んでから設定が誤っているか、センサーがPALC-KIT が認識されるまでに少し時間接続されていません。（略）』とがかかる場合があります。）

表示され、ソフトウェアが終了しPALC-KIT が認識されていな

OS のコントロールパネル－管理ツール－

てしまう。

い。

コンピューターの管理からデバイスマネ
ージャを実行し、ポート（COM と LPT）
で、「Silicon Labs CP210x USB to UART
Bridge(COMx)」が表示されていることを確認します。

COM ポートの設定が誤ってCOM ポートがデバイスマネジャーで認識いる。

されている場合、COM ポートの設定が誤っていることが考えられます。COM ポートの設定は自動で識別していますが、自動識別に失敗した場合には設定ファイル「setting.cnf」を開き、『<ComNm>COMｘ</ComNm>』のｘの部分にデバイスマネジャで表示された COMｘのｘの数字を書き込んで保存し、再度ソフトウェアを起動して下さい。

ソフトウェアを起動すると『アル一定期間センサー校正が実施

正確な測定を行うために、定期的（6 ヶ月

コールセンサーの校正期限が過されていません。

を推奨）にセンサーの校正を行って下さ

ぎています。センサーの校正をおい。詳しくは、販売店にお問い合わせ下さ勧めします。』と表示される。

い34

Pinetec Co.,Ltd.

測定しても結果が『無効』となっウォームアップが十分でな正しい計測を行うため、測定される１０分

てしまう。

い。

前にはパソコンに接続して、ソフトウェア
を起動しておく必要があります。
また、実際の測定に際して２，３回のテスト測定を実施しておくと安定した測定が行えます。

アルコールセンサーの寿命何度測定しても測定結果が無効になる場
合にはアルコールセンサーの寿命が考えられます。お買い求めいただいた販売店にご相談下さい。

キャリブレーションに失敗し、セウォームアップが十分でない

ウォームアップが十分でないと正確な測

ンサー寿命のエラーが表示され（ウォームアップが中断され定ができません。ウォームアップが完了す

る。

た）。

るまでお待ちください。
ウォームアップ中に ID カードをかざすとウォームアップを中止します。センサー部に ID カードが載っていない状態で専用ソフトウェアを起動して下さい。

「結果印刷」をチェックしている「通常使うプリンタ」が他 OS のコントロールパネル－プリンタで印のに印刷されない。

のプリンタに設定されて刷したいプリンタを右クリックし、「通常いる。

使うプリンタに設定」を選択して下さい。

「通常使うプリンタ」で設定

プリンタの電源を確認し、電源が入っていされているプリンタの電源がる場合には、OS のコントロールパネル－

オフかオフラインになっていプリンタで印刷したいプリンタを右クリる。

ックし、「プリンタをオンラインで使用する」を選択して下さい。

履歴一覧表示領域に過去の測定

データベースファイル

データベースファイル「palckit.sqlite」の結果が表示されなくなった。

「palckit.sqlite」が存在しな

サイズが０バイトの場合は、バックアップ

いか壊れている可能性がありされた「palckit.sqlite」をリストアし、専ます。また、ファイルが存在

用ソフトウェアを再起動して下さい。

しない場合には自動作成されますが内容が空（サイズが０） ※バックアップを実施している場合のみ有効。
の場合もあります。

※バックアップ実施日以降のデータは復旧す
ることはできません。

専用ソフトウェアのバージョ

専用ソフトウェアのバージョンをお確か

ンアップによりデータベース

めのうえ、販売店にお問い合わせくださの形式が一致していないことい。

が考えられます。

35

Pinetec Co.,Ltd.

現

象

原

因

ユーザーマスタ登録で、[編集終「ID」は重複することが許さ了]ボタンを押すと「ID が重複し

れません。

対

応

・誤って既存の ID カードを登録しようとした場合は、新規の ID カードで登録しています。」というメッセージが直してください。

表示される。
・ID カードの使いまわしをするため、別のユーザーに既存の ID カードの番号を割り当てる場合には、編集作業を 2 回に分けて行います。初めにこれまでのユーザ
ーの ID 番号を一度任意の番号に変更し、その後に新しいユーザーに既存 ID カー
ドの番号を割り当てます。
【注意】測定データは、ID カード番号に対して保存されるため、これまでのユーザーの測定データはすべて新しいユーザーのデータとして認識されるようになります。

※背景色が黄色い項目の対応は、コンピューターの知識のある方が行って下さい。

36

Pinetec Co.,Ltd.

１１．お問合せ先製品のお問合せは、ご購入頂いた販売店または弊社宛までお願い致します。

株式会社パインテック●お電話でのお問合せ

０２５８－８６－７０７３※受付…月～金曜日、9 時～12 時、13 時～17 時（祝祭日および弊社指定休業日を除く）●FAX でのお問合せ

０２５８－８４－３３６５●電子メールでのお問合せ

support@pinetec.biz

株式会社パインテック
TEL
FAX
EMAIL
URL

0258-86-7073
0258-84-3365
info@pinetec.biz
http://pinetec.biz

DocNo. PTD-OP-10014-0

37

Pinetec Co.,Ltd.