核実験監視用放射性核種観測網による大気中の人工放射性核種の測定

米 沢
1

は じ め に

仲 四 郎， 山本洋

一

定結果を紹介する。

2

CTBT の放射性核種観測網

一原子力発電所の事故によって，多量の放射性核種が環2･ 1

監視対象放射性核種

境中に放出された。大気中に放出された放射性核種は，CTBT では，核爆発を確実に検知するための監視対地球上に張りめぐらされた核実験監視用の放射性核種観象放射性核種が決められている。それらは，核爆発の検測網でも検出された。

知に有効な半減期が 6 時間から 1000 年の核種で， g 線

本年 3 月 11 日の東日本大震災による東京電力福島第運転中の原子炉には，235 U の核分裂によって生成しを放出する核分裂生成物 46 核種と放射化生成物 42 核た核分裂生成物と核分裂で発生する中性子の核反応に種である4)5) 。これらの放射性核種のうち，不活性ガスよって生成された放射化生成物が蓄積されている。核分の放射性キセノン（131mXe, 133mXe, 133Xe, 135Xe）は専用

裂生成物の生成量は，質量数が 95 と 135 付近の核種の測定装置で，そしてそれ以外の核種は粒子状で存在す（本誌 2011 年第 6 号 315 ページ図 1 参照）が大きく，る可能性が高いので，それらをフィルター上に捕集し，したがって燃料棒中には 135Xe, 133Xe, 85Kr 等の希ガスGe 半導体検出器による g 線スペクトロメトリーによっや，131I, 132I, 132Te, 129mTe, 137Cs 等の放射性核種が多くて測定される。不活性ガスの 85Kr は，核分裂収率も大含まれる。放射化生成物は，核分裂で生成した中性子

きいが，半減期が 10.76 年と長いため，原子力発電所かと，核燃料物質や核分裂生成物，そして炉心構造材料とら放出されたものとの区別が難しく，監視対象核種にはの核反応によって生成されたもので，燃料棒や炉心中に含まれていない。

は超ウラン元素や 134Cs 等の放射化生成物が含まれる。
燃料棒及び原子炉内に閉じ込められていた放射性物質2･ 2は，ベントと水素爆発によって大気中に放出され，放射大気中の粒子状放射性核種の測定装置の概要を図 1性希ガスと放射性ヨウ素（131I, 132I 等）の一部はガス状に示す。ブロアーによって集められた大気試料は，フィで，そしてその他の核種は粒子状で広い地域に拡散した。

ルター（ポリプロピレン樹脂製等）に通し，粒子状放射包括的核実験禁止条約（ CTBT )1) による核実験の検性核種を 24 時間捕集する。捕集後，粒子を捕集した

知は，爆発によって発生する地震波，微気圧振動，水中フィルター面を移動させ，常に新しいフィルター面で試音波などの波形観測と，核分裂によって生成する放射性料を捕集する。新しい面で捕集を行っている間，捕集さ核種の放射能測定によって行われる。放射性核種は，放れた試料に含まれるウラン及びトリウム系列の短寿命の射性キセノンと粒子状のものに分けて捕集・測定され天然放射性核種であるラドンの娘核種の放射能を減衰さる。放射性キセノンは，核分裂収率が大きく，化学的にせるため， 24 時間冷却する。冷却後，粒子を捕集した不活性なため，地下核実験でも地上に漏れ出してくる可フィルターを鉛製遮へい体中の Ge 半導体検出器エンド能性が高い。このようなことから， CTBT の国際監視キャップ部に巻きつけ， 24 時間放射能を測定する。し粒子状放射性核種測定装置

制度（IMS）による放射性核種観測2)3)は，世界中の 80か所の粒子観測所と 40 か所の放射性キセノン観測所で行われることになっている。これまでに 63 か所の粒子観測所と， 27 か所の放射性キセノン観測所が完成し，運用されている。我が国には，群馬県高崎市と沖縄県にこの放射性核種観測所があり，高崎観測所には粒子状放射性核種測定装置と放射性キセノン測定装置が，そして沖縄観測所には粒子状放射性核種測定装置が設置されている。
本稿では， CTBT の放射性核種観測網と，それによる福島第一原子力発電所から放出された放射性核種の測ぶんせき  

図1

粒子状放射性核種測定装置の概念図

451

たがって，試料の捕集に 24 時間，冷却に 24 時間，測な電子線（b 線と内部転換電子）はプラスチックシンチ定に 24 時間をかけるため，試料の捕集から 72 時間後レーターで，そして透過力の大きな電磁放射線（g 線とに測定データが得られる。この間新しいフィルター面でX 線）はプラスチックシンチレーターの外側に配置さの試料捕集と，前日に捕集したフィルター面の冷却が同れている NaI(Tl ）検出器で検出される。両検出器から時並行して行われる。測定が終了したフィルターは，ポの信号は電子回路で処理され，各放射性キセノン核種がリエチレンシートに封入して保管される。

放出する電子線と電磁放射線の同時放射性と固有エネル

粒子状放射性核種の測定装置には，米国製の RASA6)ギーの違いを利用して 4 核種を分別測定する。g 線計数とフィンランド製の CINDERELLA と呼ばれる自動分法では，放射線検出器として高エネルギー分解能の Ge析装置及び手動式のものがある。高崎と沖縄の粒子観測半導体検出器が使用されている。測定後の試料は，再測所には RASA が設置されている。Ge 半導体検出器は，定が必要になったときのため，アーカイブ容器に保管さ液体窒素温度に冷却して使用しなければならないが，観れる。

測所は液体窒素の入手が困難な遠隔地も多いため，電気装置に必要とされる 133Xe の MDC 1 mBq / m3 以下と冷却式が使用されている。装置は，基本仕様であるいう仕様を満足するため，空気は 0.4 m3/h の流量で 24140Ba の最低検出可能放射能濃度（MDC）30 nBq/m3 以時間，合計 10 m3 捕集されることになっている。高崎下を達成するため， Ge 半導体検出器は相対検出効率が観測所にも設置されている SAUNA の装置には， 2 系

40 ％ 以上のものが使用され，空気の流量は最低でも統の分離・精製と検出器システムが取り付けられており，500 m3/h で 12000 m3 集められる。必要とされるフィル12 時間ごとに切り替えて測定が行われている。 b g 同

ターの捕集効率は，直径 0.2 nm の粒子に対して 80 ％時計数法によって放射能測定をする装置では，放射性キ以上，そして装置全体として直径 10 nm の粒子を 60％セノンを収容するプラスチックシンチレーター材料内に以上の効率で補正できるものとされている。なお，g 線放射性キセノンが浸み込み，試料を交換してもそのまま測定データは約 2 時間ごとに保存・送信され，測定の検出器内に残り，計数値が真のものよりも高くなるメモ途中経過を確認できるようになっている。

リー効果の問題がある。この効果をできるだけ小さくすしるため， SAUNA の装置では 2 台の検出器を 12 時間ご
2･3

放射性キセノン測定装置

大気中の放射性キセノン測定装置の概要を図 2 に示す。放射性キセノンの測定装置としては，SAUNA（スと交互に使用し，試料測定をしない時間はヘリウムガスを通じて洗浄しながらバックグラウンドを計数し，この計数値によってメモリー効果を補正している。

ウ ェ ー デ ン 製 ）， SPALAX （ フ ラ ン ス 製 ）， そ し て

SAUNA 装置による放射性キセノンの測定は，大気ARIX（ロシア製）と呼ばれる 3 種類の自動測定装置が捕集 12 時間，分離・精製 7 時間，放射能測定 11 時間開発され，使用されている。これらの装置では，ポンプのサイクルで行われ，試料の捕集から 30 時間後にデーで集められた大気試料からモレキュラーシーブなどにタが得られる。測定装置と放射性キセノン観測所の詳細

よって放射性キセノンが分離・精製され，最終的に活性は，文献 7）を参照されたい。

炭に捕集される。熱伝導型検出器のガスクロマトグラフ
で全キセノンを定量後，放射線検出器に移され，放射能2･4が測定される。

運用中の放射性粒子観測所（ 40 か所）と放射性キセ

放射性キセノンの放射能は， b g 同時計数法（ SAU-放射性核種観測網と測定データの解析

ノン観測所（27 か所）の測定データは，衛星回線でオーNA, ARIX），あるいは g 線計数法（ SPALAX ）によっストリアのウィーンにある CTBT 機関（ CTBTO ）のて測定される。b g 同時計数法では，分離・精製された国際データセンター（IDC）に専用の衛星回線で自動送放射性キセノンが内側のプラスチックシンチレーターに信され，そこでスペクトル解析が行われる。粒子と放射入れられ，放射性キセノンから放出される透過力の小さ性キセノンの測定データ（g 線スペクトル又は b g 同時計数スペクトル）は専用の解析プログラムで自動及び手動によって解析される。解析結果は，条約署名国の認定された専門家だけがアクセスすることができる IDC の専用ウェブサイト上に公開される。放射性核種観測所で2 種類以上の監視対象放射性核種が検出された場合，試料は 2 か所の CTBT の IMS 公認分析所で精密測定されることになっている。この公認分析所は世界で 16 か所
独 日本原子力研究開発あり，我が国では茨城県東海村の

機 構 に 設 置 さ れ て い る 。 分 析 所 の 認 証 は ， ISO / IEC
図2452

放射性キセノン測定装置の概念図17025 と同等の基準で行われている。
ぶんせき  

図33

放射性核種の観測例

3･ 1

平常時の観測結果

3･1･1

高崎観測所の放射性粒子試料の g 線スペクトル表1

主な核分裂生成物の最低検出可能放射能濃度

MDC, nBq/m3
核種

粒子状放射性核種

沖縄観測所

高崎観測所

平均 標準偏差 平均 標準偏差

高崎観測所で地震発生前の 3 月 6 日から 7 日にかけて捕集した試料の g 線スペクトルを図 3A に示す。観測所における平常時の g 線スペクトルは地域によって多少

95Zr
97Zr

最高最低1.0

3.30.14.70.3

7.3

121161273.7

2.30.1

2.9

0.3

4.6

0.55

95Nb99Mo

その他の観測所

24132252

6.6

103Ru

2.00.12.80.24.20.43

132Te

4.2

0.4

5.4

0.6

8.6

0.59

131I

3.20.24.00.46.00.52

ギー陽子と大気成分元素（C, N, O）との破砕反応によっ

133I

9.6

0.7

13120

1.9て 作 ら れ る 7Be の g 線 ピ ー ク が 通 常 検 出 さ れ る 。 ま

134Cs

1.9

0.1

2.6

0.1

4.8

0.52

136Cs

1.9

0.1

2.8

0.1

4.60.61

137Cs

2.1

0.1

2.9

0.2

4.6

0.49

140Ba

8.50.6110.7171.7171172272.8

異なるが，40K, 235U，ウラン系列（214Pb,214Bi,226Ra,234mPa 等）とトリウム系列（208Tl, 212Pb, 212Bi, 228Ac 等）の天然放射性核種，そして宇宙線に含まれる高エネル

た，孤島や海岸に近い観測所では宇宙線によって作られたと考えられる 24Na も時々検出されることがある。さ
らに，観測所によっては過去の核実験フォールアウトの137Cs や 核 医 学 用 と し て 使 わ れ た と 思 わ れ る 99Mo

（99m Tc ）と 131I ，そして原子炉または過去の核爆発によって作られたと思われる 60Co などの人工放射性核種も検出されることがある。

143Ce

本年 3 月 4 日から 11 日までに捕集された 7 試料の測定値の平均とその標準偏差福島からの放射性核種を検出した 38 観測所について，本年3 月放射性核種が検出される前に捕集された試料の最高値と最低値。

監視対象核種の検出限界は，g 線検出器の検出効率，検出器の遮へい環境，そして共存する放射性核種の種類によって異なる。種々の粒子観測所で，本年 3 月 11 日差である。今回の事故で放出された放射性核種は，合計の東日本大震災の発生前に捕集された平常時の g 線スペ38 か所の観測所で検出されたが，放射能が検出されるクトルから Currie の定義8) に基づいて計算された代表

前の平常時の g 線スペクトルから求めた MDC の最高と的な監視対象放射性核種の MDC を表 1 に示す。日本の最低値を表に示す。表に示す代表的な放射性核種の沖縄と高崎観測所の値は，地震発生前の 3 月 4 日からMDC は，ほぼ 1～ 10 nBq / m3 のオーダーであることが11 日にかけて捕集された 7 試料の平均値とその標準偏分かる。

ぶんせき  453

3 ･ 1･ 2

133Xe 等のピークが表れてきた。このことから， 15 日に放射性キセノン

放射性キセノンは，主に 235U の核分裂反応によって測定していた 12～13 日の捕集試料には福島第一原子力生成され，シンチグラフィーなどの核医学の診断用にも発電所からの放射性物質は含まれてなく，測定終盤に到使われている。このため，発電及び研究用原子炉や核燃達した放射性プルームの観測所施設内への侵入によって料再処理施設，医療用 99Mo 製造施設，あるいは医療施汚染されたものであることが分かった。また，短寿命の設から放出されたと思われる微量の放射性キセノンが世天然放射性核種の放射能を減衰させるために冷却してい界各地の観測所で検出されている。原子力施設が多い北た前日（ 13～ 14 日）の捕集試料も，侵入して来た放射半球の放射性キセノン濃度は南半球のものより高く，特性プルームによって汚染された。放射性プルームがやっに原子力施設が集中する北米と西ヨーロッパにおいて非てきた 14 ～ 15 日の捕集試料は， 16 ～ 17 日に測定され常に高い。北米と西ヨーロッパの高濃度放射性キセノンるはずであったが， 16 日の計画停電のために測定が行は，主に医療用 99Mo の製造施設から放出されたものでわれていない。停電は約 2 時間であったが，その間にあることが明らかにされている9)。我国の高崎観測所の電気冷却式 Ge 半導体検出器の温度が上昇し，電気が回放射性キセノン濃度は北米や西ヨーロッパよりも低い

復してからもしばらくの間高電圧を掛けることができなが，時々数 mBq / m3 レベルの 133Xe と 131mXe が検出さくなり，試料の測定が困難になった。

れている。我が国における放射性キセノンの年間放出量

15 日以降の捕集試料の測定は順調に行われた。 3 月

や年間使用量から，それらの大部分は原子力発電所と核15 ～ 16 日と 17 ～ 18 日に捕集された粒子状試料の g 線

医学施設からのものであると推定されている10)。

スペクトルを図 3 の B と C に示す。3 月 15～16 日の試料には高濃度の放射性核種が含まれ，測定時の不感時間

3 ･2
3 ･ 2･ 1

福島第一原子力発電所から放出された放射性核補正が 81 ％ と高く，放射線パルスのパイルアップに種の観測結果

よって低エネルギー側にテールを持つ分解能の悪いスペクトルになった。翌日からは試料の放射性核種濃度が低粒子状放射性核種

高崎観測所で観測された粒子状全放射性核種濃度と観下し，正常なスペクトルが得られるようになった。IDC測所から最も近い位置にある日本原子力研究開発機構高の解析によると，最初の 15 日から 10 日間に検出され

崎量子応用研究所のモニタリングポスト（西）の空間 gた人工放射性核種は，65Zn, 95Nb, 99Mo, 99mTc, 113Sn,線線量率11) の比較を図 4 に示す。図中の空間 g 線線量

129,129m,132Te, 131,132,133I, 134,136,137Cs, 140Ba, 140La, 203Pb な率は 1 時間ごとに測定されたもので，福島第一原子力ど 23 核種に上る。主な放射性核種の濃度変化を図 5 に発電所から放出された放射性プルーム（放射性雲）が，示す。図からわかるように 3 月 15～16 日が最も高濃度

3 月 15 日午後 1 時と 3 時に高崎に到達したことが分かで，翌日には一旦減少したが，その後 20～21 日に再びる。高放射性のプルームが観測所に到達した時，観測所上昇した。これは降雨によって空中に浮遊していた放射では当日の試料（14 日 15 時 55 分～15 日 15 時 55 分）性核種が地上付近に洗い落とされ，高濃度になったための捕集と，前日（ 13～ 14 日）捕集した試料の冷却，そと考えられている。その後も何回かピークが表れている

して前々日（ 12～ 13 日）に捕集した試料の測定が行わが，これらもなんらかの気象効果によるものと考えられれていた。 12～ 13 日の捕集試料の測定では，測定開始る。

後 20 時間までの 2 時間ごとの g 線スペクトルは平常時現在までのところ，放射性プルームがやってきた 14と同じものであったが，最後の 13 時 55 分（日本時間）～ 15 日の捕集試料は，停電のため未測定であるが，こからの g 線スペクトル中に 131,132I,134,136,137 Cs,132 Te,の試料と不感時間補正が 81％ という悪条件下で測定された 15～16 日の捕集試料について，IMS の公認分析所での精密測定に期待される。これら 2 試料は表面 g 線線量率が最も高く，放出量などの推定に最も重要なものである。
福島で放出された放射性核種は偏西風によって運ばれ，主に北半球各地に設置された放射性核種観測所で検出された。ここでは，時間の比較を容易にするため，協定世界時（ UTC ）で表す。まず，米国（ Sacramento,CA ）の 3 月 15 日 21 時 39 分～ 3 月 16 日 21 時 39 分とロシア（ Petropavlovsk Kamchatskiy）の 3 月 14 日 23時 32 分～ 3 月 16 日 0 時 59 分で捕集された試料から，
図4454

高崎観測所で観測された空間 g 線線量率と粒子状全放射131I, 134,137Cs, 132Te など 5 種類の監視対象核種が検出さ性核種濃度の関係れた。ロシア（ Petropavlovsk Kamchatskiy ）では， 3ぶんせき  

図5

高崎観測所の粒子状放射性核種の測定結果

図6

沖縄観測所の粒子状放射性核種の測定結果

月 13 日 23 時 40 分 ～ 14 日 23 時 30 分 に 捕 集 さ れた 試

れ，運用中の 63 か所の観測所のうち 38 か所の観測所料からも微量の 131I が検出されたが，濃度が低く他の核で検出された。事故発生後 3 か月が経過し，海外の大種が検出されていないので，福島からのものかどうかは部分の観測所での検出はほぼ収まったが，高崎観測所で不明である。その後，米国，カナダ，ロシアの観測所は本稿を脱稿した 6 月 21 日現在でも検出は続いている。

で，そして 3 月 23 日以降の試料からはヨーロッパの観福島第一原子力発電所の放射性核種を検出した 38 観測所でも次々に検出され，地球をほぼ 1 周して沖縄の測所の放射性核種濃度の比較を図 7 に示す。図は，検観測所でも 24～25 日の試料から検出された（図 6）。粒出された代表的核種の 132Te, 131I 及び 134Cs の濃度と全子状の放射性核種は運用中の北半球の全観測所と，さら核種濃度について，検出開始から 5 月 31 日までの積算に南半球のパプアニューギニアとフィジーでも検出さ値の比較である。図は分かりやすくするため，全核種濃ぶんせき  455図7

福島第一原子力発電所からの粒子状放射性核種を検出した IMS 観測所の 132Te, 131I, 134Cs 及び全核種濃度の比較

度順に各観測所のデータを並べてプロットした。高崎観

m3 レベルの試料を処理したため，その b g 同時計数ス

測所で検出された人工放射性核種濃度は，他の観測所のペクトルはいわゆる“ハレーション”を起こしたようなものより約千倍以上も高く，続いて北米とカナダの観測状況になった。さらに，高濃度の放射性キセノンをプラ所のものが高いことが分かる。赤道付近や南半球の一部スチックシンチレーター内に収容したため，多量の放射でも検出されたが，その濃度はかなり低い。

性キセノンがシンチレーター材料内に浸み込み，その後我が国における大気中の粒子状放射性核種の測定は，の測定に大きく影響した。特に初期の測定値はこのメモ

1957 年から気象庁の気象研究所で行われてきた12) が，リー効果の影響が非常に大きく， IDC はこれらを推定

ここでの測定値は単位面積（ m2 ）あたりの降下物粒子値として発表した。

中の放射性核種濃度（ Bq / m2 ）として測定されている

図には 133Xe,131mXe,133mXe,135Xe の濃度変化を示ため， IMS の粒子状放射性核種濃度と直接比較するこす。事故直後は短寿命の 135Xe が最も高濃度であったとができない。しかし， 1965 年から放射線医学研究所が ， そ の 後 133Xe が 優 勢 と な り ， 最 終 的 に 長 寿 命 のによる測定値13)とチェルノブイリ事故時（1986 年 5 月）

131mXe の濃度が最も高くなった。133m Xe は数回検出さの Aoyama らの測定値14) は， IMS の粒子状放射能測定れたのみであった。福島第一原子力発電所から放出されとほぼ同じ方法で測定されたもので直接比較することがた放射性キセノンガスは，北半球を東周りに拡散し，運できる。137Cs について，高崎観測所における最高濃度

用中の北半球のすべての観測所と南半球のオーストラリと 1966 年 3 月大気核実験時における千葉市での最高濃ア（ Darwin, NT ）の観測所の合計 18 の希ガス観測所

度，そして 1986 年 5 月チェルノブイリ事故時におけるで検出された。北半球の観測所の放射性キセノン濃度

つくば市の最高濃度を比較した結果，今回の高崎のは，放出当初は地域によって濃度差が見られたが，その137Cs 濃度は， 1966 年の大気核実験時の 3500 倍，そし後ほぼ均一になり，それぞれの核種の半減期に従って減てチェルノブイリ事故時の 84 倍高い。

少した。このことと南半球の観測所での検出が赤道付近

3 ･ 2･ 2

放射性キセノン

高崎観測所の放射性キセノンの測定結果を図 8 に示す。通常数 mBq / m3 レベルの測定をするために設計された SAUNA 測定装置の適正濃度範囲を超える kBq /456にのみ限られていたという結果は，北半球と南半球の大気の流れが分離されているとする大気大循環とよく一致している。
高崎観測所で 5 月 31 日までに測定された放射性核種
ぶんせき  図8図9

高崎観測所における放射性キセノンの測定結果

高崎観測所で 5 月 31 日までに測定された放射性核種の積算濃度の積算濃度を図 9 に示す。図より，135 Xe と 133Xe が最も高濃度で，他の核種よりも一桁以上高濃度であること

4おわりにが分かる。図中放射性ヨウ素濃度は，放射性キセノンや福島の東京電力福島第一発電所から放出された放射性放射性テルルよりも低い。放射性ヨウ素はガス状と粒子核種は，北半球にある CTBT の全ての観測所と，南半状で存在することが知られており， IMS の粒子状放射球の一部の観測所で測定され，地球規模での放射能汚染性核種測定装置のフィルターではガス状の放射性ヨウ素状 況 が 明 ら か に な っ た 。 CTBT の 放 射 性 核 種 観 測 網は捕集されない15) 。したがって，実際の放射性ヨウ素は，核実験を監視するために設置されたものであるが，の放出量はさらに高いと考えられる。

原子力施設の事故にも有効であることが今回の事故にぶんせき  457よって明らかになった。 2004 年のスマトラ島沖地震の後， CTBT 観測網により得られたデータを津波警報に活用するための検討が行われ， CTBT の地震波データ

文Press, Stanford, California) ; CTBTO のホームページ：
http://www.ctbto.org/(2011 年 7 月 15 日確認）

は既に環太平洋諸国に対する津波予測にも利用されている。このように，近年 CTBT の高品質な観測データを他の科学分野へ応用しようという動きが進められている。原子力施設の事故は，その影響が地球規模に及ぶの献

1) K. A. Hansen : ``The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, An Insider Perspective'', (2006), (Stanford University

2) J. Schulze, M. Auer, R. Werzi : Appl. Radiat. Isotopes, 53,23 (2000).
3) K. M. Matthews, L. E. De Geer : J. Radioanal. Nucl.
Chem., 263, 235 (2005).

で， CTBT の放射性核種観測網は，今後その重要性が

4) L. E. De Geer : Kerntechnik, 66, 113 (2001).

高まっていくものと考える。

5) K. M. Matthews : NRL Report 2005/1.
6) S. M. Bowyer, D. C. Gerlach, H. S. Miley, S. L. Pratt, C.

CTBT の放射性核種観測網は，地下核実験のように大気中への漏えい放射能が少ない場合でも効果的に検出できるよう，高感度に設計されている。今回の福島第一原子力発電所の事故で，発生源から最も近い高崎観測所には，適正濃度レベルを超え，通常の測定レベルよりも6 ～ 7 桁も高濃度の放射性核種がやってきた。このため，高崎観測所では測定システムと試料の放射能汚染や最も重要な試料の測定が欠損する等の問題が生じた。

W. Thomas, J. F. Wacker, M. J. Kniedler : J. Radioanal.
Nucl. Chem., 235, 121 (1998).
7) 米沢仲四郎：ぶんせき，2010, 222.

8) L. A. Currie : Anal. Chem., 49, 586 (1968).
9) M. Mattews et al., PNNL 19294 (2010).
10 ) 米沢仲四郎： Isotope News, 2011 年第 8 号（ No. 688 ) , 11(2011).

11) 独立行政法人日本原子力研究開発機構高崎量子応用研究所
ホームページ：http://www.taka.jaea.go.jp/monitoring/index.htm，(2011 年 6 月 24 日確認)

CTBT の施設を原子力施設の事故にも対応して行くには，測定装置の汚染防止対策と停電による運用停止を避けるための予備電源の整備が必要と考える。また，放射性キセノン測定においては，検出器のメモリー効果の影12) 気象庁気象研究所地球化学研究部：「環境における人工放，ISSN 1348 9739 (2009).
射能の研究 2009」13) 独立行政法人放射線医学総合研究所ホームページ：http://www.nirs.go.jp / db / anzendb / nadsdb.html （ 2011 年 6 月24 日確認)

響が長期間にわたって深刻になった。今後，メモリー効果を防ぐ方法の研究も必要であろう。
福島第一原子力発電所の事故は 3 か月経過した今でもいまだに収束しておらず，依然として放射性物質の大気中への放出の可能性を残した状態にある。幸いにも，事故直後の 3 月 15 日以後は放射性物質の大気中への大きな放出は見られず，その後は順調に放射能濃度が減少している。一刻も早い事故の収束を望む。本稿は，あく14) M. Aoyama, K. Hirose, Y. Suzuki, H. Inoue, Y. Sugimura :Nature, 321, 819 (1986)‚
15) H. Miley, Pacific Northwest National Laboratory, USA,private communication (2011).
米沢仲四郎（Chushiro YONEZAWA）
財 日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進セ

ンター（〒100 6011 東京都千代田区霞が関 3 8 1 虎ノ門三井ビル 3 階）。茨城大学工業短期大学部卒。理学博士。≪現在のまでもこれまでの中間報告であり，今後，事故の終息を研究テーマ≫放射能分析による核爆発の検もって放射性物質のさらに詳細な測定結果が報告され，知。≪主な著書≫“実用ガンマ線測定ハン

地球規模の汚染状況が明らかにされるであろう。

ドブック”（共訳）（日刊工業新聞社）。
≪趣味≫テニスの練習，歩くこと，ピアノの練習。

原稿を丁寧に読んでいただいた，日本原子力研究開発機構のE mail : Chushiro.yonezawa＠cpdnp.jp

小田哲三氏に感謝する。
本稿の執筆に当たり，福島第一原子力発電所から放出された山本洋一（Yoichi YAMAMOTO）
独 日本原子力研究開発機構（〒 319 1195

放射核種の測定データは，認証された専門家だけがアクセスす茨城県那珂郡東海村白方白根 2 4 ）。東北

ることができる，IDC のセキュアウェブサイトに掲載されてい大学大学院電気及び通信工学系修士課程修るものを使用した。本データの使用は，我が国における了。≪現在の研究テーマ≫包括的核実験禁CTBT の国内当局である外務省の許可を得た。

止条約（ CTBT ）検証技術の開発。≪趣味≫読書，プログラミング。
E-mail : yamamoto.yoichi＠jaea.go.jp

458

ぶんせき  