技術紹介

渦電流探傷試験における記録管理システムの開発
三浦かさね *1

池津

Miura Kasane

對馬

和輝 *1

Ikezu Kazuki

晃*3

齊藤Tsushima Akira

和行

Saito Kazuyuki

北園夏未 *2

Kitazono Natsumi*4

藤原貢 *5

Fujiwara Mitsugu

当社では、塗装の上から検査が可能な渦電流探傷装置 Mobile EDDy® を開発してきた。Mobile EDDy® は小型・軽量で、Bluetooth 機能により表示器（タブレット端末）と装置を無線通信できるため、現場でのハンドリング性が高い。しかし、これまでは、探傷箇所とその箇所で取得したデータは、記録用紙に記入したひもうえで紐付けるなど、別途データ整理をする必要があった。そのため、探傷箇所が多い大型構造物などの検査に Mobile EDDy® を適用する場合は、データ整理に多くの時間を費やすという問題点が生じた。
そこで、Mobile EDDy® のデータ整理の時間短縮支援ツールとして、記録管理システムを開発した。この記録管理システムは、あらかじめ登録した探傷箇所と Mobile EDDy® で取得したデータを紐付けることで、データ整理などの記録管理作業の大幅な削減を可能とした。
キーワード：塗装、渦電流探傷装置、Mobile EDDy®、記録管理システム

軽量の渦電流探傷装置 Mobile EDDy® の開発・適用

1. はじめにを進め、塗装の上からも効率的にきずを検出する

橋梁などのインフラ構造物の運用において、きことを可能にした。しかし、探傷箇所とその箇所で裂発生および進展の把握は非常に重要な問題であ取得したデータは、記録用紙に記入したうえで紐る。通常、鉄鋼構造物は、防錆のために塗装が施付け、別途データ整理をする必要がある。また、探されている。そのため、磁気探傷試験や浸透探傷

傷 箇 所 が 多 い 大 型 構 造 物 な ど の 検 査 に Mobile試験による表面きずの検査には、塗装の除去と再EDDy® を適用する場合は、データ点数が膨大にな塗装の工程が必要となる。一方、今後老朽化が進り、データ整理に多くの時間を費やす必要がある。

むインフラ構造物が増加傾向にある中で、検査・そこで、当社では Mobile EDDy® のデータを容メンテナンスには、従来以上に効率的な手法が求易に整理できる記録管理システムを開発した。こめられている。の記録管理システムは、電子化して取り込んだ図以上のニーズを踏まえ、当社では、塗装を除去し面などの画像上にあらかじめ登録した探傷箇所

なくても現場で容易に使用することができる小型・と、Mobile EDDy® で取得したデータの紐付けを検*1：検査事業部 技術部 NDE グループ
*2：検査事業部 西日本検査部 呉検査グループ*3：制御システム事業部 産業システム部 IoT ソリューショングループ*4：制御システム事業部 産業システム部 IoT ソリューショングループ*5：検査事業部 技師長

—

2—

課長

査時に行い、データ整理作業を無くすことで、記と探傷後の記録管理を行う PC 側の「管理ソフト」、録管理作業の大幅な削減を可能とした。

およびデータを取得し ID（identification）による情報の紐付けを行う Mobile EDDy® 側の「探傷ソフ

本稿では、開発した記録管理システムについてト」で構成する。本システムの構成および ID によ紹介する。

る紐付け項目を図 1 に示す。

2. 記録管理システム

また、本システムを用いた探傷・記録管理フ

2.1 構成および概要

ローを図 2 に示す。

本システムは、探傷箇所（部位・探傷名）の登録

管理ソフト

部位（図面等）PC

探傷名（部位名等）

ID
探傷ソフト

データ

結果
MobileEDDy®

図1

記録管理システムの構成および ID による紐付け項目

Step1（管理ソフト）

Step2 （探傷ソフト）

Step3（管理ソフト）

探傷箇所の登録データ取得・紐付け

記録管理IDID

部位（ 図面等）
探傷名（部位名等）
データ
結果

部位（ 図面等）
探傷名（部位名等）

PC（管理ソフト）

図2

・記録の閲覧，管理MobileEDDy®
（探傷ソフト）

記録管理システムを用いた探傷・記録管理フロー—

3—

IIC REVIEW/2022/10. No.682.2 記録管理システムの機能

2.2.2 Step2：データ取得・紐付け

本項では図 2 に示したフローに基づき、本シス

Mobile EDDy® 側の探傷ソフトでは、管理ソフトから転送した登録情報の取り込み、データの取テムの特徴的な機能を抜粋して紹介する。

得、結果の判定、データや結果と登録情報の紐付
2.2.1 Step1：探傷箇所の登録け、管理ソフトへの転送を行う。

PC 側の管理ソフトでは、図 3 のように、探傷箇

探傷ソフトでは、図 4 のように、登録情報を表所の ID、部位、探傷名（以下、登録情報）の事前登示する「登録情報画面」と「探傷画面」の表示切り替録を行う。部位は png 形式で取り込んだ画像（図えができるため、探傷しながらデータの取得状況面や写真）上に、ID ポイントとして図示される。

を適宜確認できる。

これらの登録情報は保存して、探傷ソフトへ転送する。

部位（IDポイント）
ID、探傷名図3

探傷箇所の登録（管理ソフト）

探傷画面

登録情報画面図4

登録情報画面と探傷画面の切り替え（探傷ソフト）—4—2.2.3 Step3：記録管理

データおよび結果は、図 5 のように、ID により、管理ソフトで出力した登録情報（部位、探傷PC 側の管理ソフトでは、探傷後の記録管理と名）と紐付けられる。なお、結果の表示記号は、探して、図 7 のように、登録情報（ID、部位、探傷傷者が波形データの形状や振幅に基づき、リスト名）と紐付けられたデータと結果が閲覧できるほから「◯（きず有）・×（きず無）・△（きずの疑い）」か、採用するデータの再選択や結果の再判定もでを選択する。

きる。

また、同一部位を複数回探傷した場合は、図 6

3. まとめのように、ID ごとの「履歴」から探傷者が波形データの形状や振幅に基づき、採用するデータを選択

今回開発した記録管理システムは、渦電流探傷する。各データの結果も「履歴」から選択し、確認装置 Mobile EDDy® のデータ整理に要する時間をできる。

大幅に短縮するとともに、作業性の向上に寄与す「データ」の紐付け「結果」の選択・紐付け

図5

ID とデータ・結果の紐付け（探傷ソフト）

採用データにチェック

図6

採用データ・結果の選択（探傷ソフト）—

5—

IIC REVIEW/2022/10. No.68

ID 探傷名 データ

結果部位（IDポイント）

図7

探傷後の記録管理（管理ソフト）

るものと考える。本支援ツールは、探傷箇所の多今後は、さらに使いやすいシステムにするたい大型構造物の検査のほか、過去の履歴を追えるめ、追加機能の実装や超音波探傷試験などの他手ことから、同じ探傷箇所を定期的に検査する場合法への適用を検討する。などにも有効である。

検査事業部
技術部
NDE グループ

検査事業部
技術部
NDE グループ

三浦かさね

池津 和輝

TEL. 045-791-3523
FAX. 045-791-3547

TEL. 045-791-3523
FAX. 045-791-3547

検査事業部
西日本検査部
呉検査グループ

制御システム事業部
産業システム部
IoT ソリューショングループ 課長

北園 夏未

對馬TEL. 0823-26-2940
FAX. 0823-26-2939

TEL. 042-523-8313
FAX. 042-523-8320

制御システム事業部
産業システム部
IoT ソリューショングループ

検査事業部
技師長

藤原齊藤 和行

晃貢

TEL. 045-791-3523
FAX. 045-791-3547

TEL. 042-523-8313
FAX. 042-523-8320—6—