2012年3月号（Vol.10 No.3）

高精度放射線治療装置「ノバリスTx」の特長と臨床応用
医療法人社団葵会 広島平和クリニック

廣川裕、小野薫、赤木由紀夫

特集

1 放射線治療の実践ガイド〜治療装置からRISまで

高精度放射線治療装置「ノバリスTx」の特長と臨床応用
医療法人社団葵会 広島平和クリニック

廣川裕、小野薫、赤木由紀夫▼

ノバリスTxは標準的なリニアック本体をベースにした高精度放射線治療装置で、広範囲照射が可能な新開発マイクロMLCによる精細で鮮鋭なビーム形成と、エグザクトラックX線システムと6軸ロボット寝台ならびにコーンビームCTのIGRT機能の組み合わせにより、短時間に精密で正確な高精度治療が可能である。

はじめにに、米国バリアンメディカルシステムズ

余りがトップレベルの医療センターに導入されている。国内の設置施設数と設置ジーの機能を統合して、治療範囲の拡大、台数は、平成24年1月現在27施設29台でPET/CT装置を導入してがんドック先端治療精度の向上、および治療時間の短縮ある。

医療健診センターを開設したが、2009年を実現した世界最高峰の高精度放射線治

10月には高精度がん放射線治療センター療システムである（図1）。

を増設して、国内で最初に最新の高精度ノバリスTxは2007年9月に欧米で発放射線治療装置ノバリスTxを導入し治売されて以来、現在までに世界で140台▼

社のリニアック最上位機種であるトリロ

当 院 は、2005年7月 に 広 島 県 内 初 のノバリスTxのマイクロMLC三次元原体放射線治療（3D-CRT）や強療を開始した。ノバリスTxを用いた高Part 1 放射線治療（装置）の最新トピックス

精度放射線治療を開始して2年余りが経過したが、本稿においては本装置の特長と当院における高精度放射線治療への臨▼床応用の現状を紹介する。

ノバリスTxについて

旧型のノバリス（ノバリス シェープビーム・サージェリーシステム）は、リニアックを用いる脳定位放射線治療専用装置として1997年にドイツブレインラボ社が開発し、全世界で90施設に導入され日本国内にも奈良県立医科大学附属病院、京都大学医学部附属病院など大学病院・がん治療専門病院11施設で導入されている。
旧型に比較して新型のノバリスTxの最大の特長は、大幅に拡大した放射線照射野である。ノバリスTxは、その他にもこれまでのノバリスの強みをさらに強化・改良し、旧型の弱点を補強すると共図1

最新の高精度放射線治療装置ノバリスTx

精細で鮮鋭なビーム形成、最高水準の高出力などの高機能と最先端の画像誘導技術（IGRT）により、定位放射線治療（SRT）と強度変調放射線治療（IMRT）を短時間かつ高精度に実施できる。

Vol.10 No.3（2012）26

1 放射線治療の実践ガイド〜治療装置からRISまで

度変調放射線治療（IMRT）はリニアック

フ幅が2.5mm、両端28対が5mmであり、タングステン含有量が約5%増加していのマルチリーフコリメータ（MLC）の開発

固定ビーム照射時においてそれぞれ40×る。これにより、IMRTならびに定位放と共に発展し、MLCのリーフ幅の減少に

40cm2、40×22cm2、IMRT照射時で32×

射線治療（SRT）
における腫瘍への原体性

22より線量分布が改善してきた。ノバリス

40cm 、32×22cm の照射野が設定可能（conformality）の改善と周囲健常組織のTxに搭載されているのは、バリアン社

である。

線量低減につながっている。

が新開発したリーフ幅2.5mmのマイクロ

シングルフォーカス形のバリアン社製

MLC（HD120 MLC）であり、同社の従来のMLCのリーフ先端は円弧形状であり、のMLC（M120 MLC）とは格段に精細で鮮

その円の半径はM120 MLCが8cm、HD120鋭なビーム形成が可能になっている。すMLCが16cmとHD120 MLCのリーフ先

なわちM120 MLCは中心40 対のリーフ端がより平坦な形状である。またHD120

一般にIMRTは、治療標的に均一性と幅が5mm、両端20 対が10mmであるのMLCでは透過線量低減のためM120 MLC

原体性の良い線量分布を実現しながら、に対し、HD120 MLCは中心32対のリーと比較してリーフ厚（高さ）が約2mm、近傍のリスク臓器に任意の線量制約を指▼Part 1 放射線治療（装置）の最新トピックス

特集

新しい回転IMRT法（VMAT）に対応定して、高い治療効果と低い有害事象を実 現 す る 照 射 技 術 で あ る が、VMAT（Volumetric Modulated Arc Therapy）は従来の固定多門照射であるIMRTとは異なる新しい回転IMRT法である。
ノバリスTxは、バリアン社が開発したVMATであるRapidArcによる治療に対応しており、精密で精細なIMRTを数分間で照射完了できるために、従来のIMRTに比べて毎回の照射に要する時間
図2 ノバリスTxによる鼻腔悪性黒色腫に対する強度変調放射線治療の線量分布図

FDG-PETで高集積を示すPTV1に87.5Gy/25回/5週を、CT検査で軟部陰影の存在するPTV2に75Gy/25回/5週、5mmマージンのPTV3に50Gy/25回/5週をそれぞれ設定して計画し治療した。

を大幅に短縮することが可能であるので、毎日のIMRT治療患者のスループットを画期的に改善する新技術と言える。
欧米ではこのVMATがIMRTの主流になりつつあるようだが、わが国では諸般の事情からその利用が遅れているのが実情である。当院では、ノバリスTxを導入した当初からこの新技術に注目して臨床応用を準備し、今ではほぼ全てのIMRTをVMATで行っており、わが国で最も多くのVMAT治療の実績があるものと思われる。
図2はノバリスTxによる鼻腔悪性黒色腫に対するVMATの線量分布図を示している。89歳女性の本症例では、FDGPETで高集積を示す左鼻腔内の肉眼的腫瘤の領域をPTV1として87.5Gy/25 回 /5週を、CTやMRIで軟部陰影の広がりがある領域をPTV2として75Gy/25回/5週を、さらにその外側に5mmマージンをとった領域をPTV3として50Gy/25回/5週を処方し、ノバリスTxのRapidArcによる回転IMRTで治療を行った。眼球な図3 ノバリスTx に搭載されるエグザクトラックX線システムの表示画面

治療計画のDRR像とエグザクトラック画像を自動照合し、高精度な画像誘導放射線治療のセットアップを担保する。

27

Vol.10 No.3（2012）

どの標的近傍の健常組織を急峻な線量勾配でスペアできている状況が明らかである。

▼

高精度放射線治療装置「ノバリスTx」の特長と臨床応用

ノバリスTxの画像誘導技術

ノバリスTxによる高精度放射線治療は、旧型ノバリスから引き継いだ優れたは他の放射線治療計画装置に比べて、自約が重要で必須のプロセスになる。した動画像融合（auto-image fusion）や自動輪

がって、IMRTでは数多くの健常組織を郭入力（auto-segmentation）に優れたシス定義してその輪郭入力を正確かつ迅速にテムである。

行うことが必要である。

画像誘導システムであるエグザクトラッ

高精度放射線治療とくにIMRTにおいiPlanのRT Imageソフトウェアでは、

クX線システム（ExacTrac X-ray 6D）で、ては、通常の放射線治療計画と同様の腫その優れた画像融合のアルゴリズムによ2方向からステレオX線撮影を行い、自瘍範囲の特定とその輪郭入力に加えて、り短時間にCT画像とMRI画像など異な動画像解析ソフトが治療計画用CTデー

周囲の健常組織の輪郭入力とその線量制るモダリティのイメージセットを正確にタからそのX線画像と一致するDRR画像を再構成して求め、差分（セットアップ誤差）を計算する（図3）。
本装置には、6軸による自動位置合わせ装置である最新鋭の6軸ロボット寝台が搭載されている。通常の治療装置では、縦方向、横方向、高さ方向のみにしか動かないが、6軸ロボット寝台ではそれぞれの回転方向に角度をつけることができる。エグザクトラックと6軸ロボット寝台は連動して、上記のセットアップ誤差を補正するために、自動的に天板を動かすことができる。
ノバリスTxでは、バリアン社のリニアックにオプション装備されるX線撮影装置（On Board Imager：OBI）を用いたコーンビームCT 撮影機能
（kV-Cone BeamCT）が標準装備されており、エグザクト

図4 ノバリスTx に搭載されるコーンビームCTの表示画面

治療計画用CT画像とOBIを用いたコーンビームCTを、横断像・矢状断像・冠状断像で比較して、高精度なセットアップを担保する。本例では膣断端部に金マーカーを留置してある。

報の取得と照合が可能になり、より広い治療適応に対して短時間での正確なセットアップを行うことができる
（図4）
。

a b

このように本装置は、自動位置照合をフィードバックする最先端の画像誘導技術（IGRT）により、頭蓋内病変はもとより、頭頸部、脊椎、肺、肝臓、前立腺などの幅広い領域の病変に対してIGRT併用のSRTあるいはIMRTを短時間にかつ高▼精度に実施できる放射線治療装置である。

ノバリスTxの治療計画

当院ではVMATの線量計算はもちろん、すべての線量分布計算はバリアン社の放射線治療計画システムであるEclipseを用いている（図2）。
一方、標的体積の輪郭入力と体輪郭や臓器輪郭の入力には、ブレインラボ社の高精度放射線治療専用治療計画装置であるiPlan（RT Image）を用いている。iPlan

図5

PET画像などマルチモダリティを用いた標的体積の決定（図4と同一症例）

直腸癌術後約2年で、腫瘍マーカー高値のために行ったPET/CT検査により発見された膣断端部再発のGTVとPTVの輪郭決定の１例（iPlan RT image）。

Vol.10 No.3（2012）28

Part 1 放射線治療（装置）の最新トピックス

ラックが不得意な治療領域の標的位置情

特集

1 放射線治療の実践ガイド〜治療装置からRISまで画像融合することが可能であり、PET画施設としてノバリスTxを導入し、その利用しきれていない施設が、少なからず像も含めたマルチモダリティのそれぞれコミッショニングから治療開始まで高精あると聞く。の特長を生かした標的の特定と輪郭入力

度放射線治療に特化して準備することが公的な予算で高額な装置を導入した施できた。日々の診療においては、VMAT設が、装置を上手く利用していない状況加えて、組織や臓器の輪郭入力という（RapidArc）を用いたIMRTでは治療時間が長く続けば、医療資源としての高精度膨大な作業をアシストする標準解剖図デが極めて短いために、個々の症例の日々放射線治療装置が無駄な投資であったとータを用いる自動輪郭入力の機能は、の治療において十分な時間をIGRTにか社会的な批判を受ける可能性もある。そIMRTの治療計画におけるルーチン作業けることができており、ノバリスTxののような状況を避けるためにも、ノバリを短縮してくれるRT Imageの優れた点特性を生かした治療に専念できている。

スTxなどの高精度放射線治療装置の有一方、大学病院などの忙しい診療現場効利用が推進されるように、ユーザー間にノバリスTxが導入された場合に、標の情報伝達を活発化するなどの方策が早

準的な3D-CRTによる治療までの利用に急に必要であろう。

である。

▼Part 1 放射線治療（装置）の最新トピックスが可能である（図5）。

ノバリスTxを用いた高精度放射線治療の今後の展望

当院は、新規に開設された放射線治療

29

Vol.10 No.3（2012）

止まって、定位放射線治療やVMATを用いたIMRTを導入するための時間やマンパワーが不足して、十分にその機能を