太 陽 光 発 電 用 全天日射計・気温計

エ ネ ルギ ー モ ニ タ リ ングのベ ストパ ートナー
さまざまなニーズに応 えるソフトウェア

データロガー

Pyranometer & Pt100 Thermometer for PV Power Generation System

変換機

ラ プ ラ ス・シ ス テ ム
モ ニタリン グ シス テム

デルタオームは３０年にわたって測定器の開発ならびに生産を行なっています。その幅広い製品群は一般産業分野、研究用のみならず、環境計信頼性の高い計測機器の重要な役割を担っています。
デルタオーム社は測定器の製造者であると同時に、その技術的な信頼性の高さにより、国際相互認証（ＭＲＡ）され、日本のＩＡＪａｐａｎ（ＪＣＳＳ）とも同等性を有するイタリアの校正機関センサー類( 日 射 計・気 温 計 )２４として認定されています。

パワーコンディショナ

L AT N 1 2 4発電設備

エネルギーモニタ リ ングのベストパートナー

ACCREDIA校正センターNo.１２４温度
湿度
圧力
風速
音響
光・放射照度クラス２全天日射計

LP PYRA03

LP PYRA02

クラス１全天日射計

二次標準全天日射計

シリコンＰＤ全天日射計

一般に使用される日射計としては最上級のＩＳＯ９０６０SecondaryStandardクラス、ＷＭＯ要求適合の全天日射計です。
交換可能な結露防止用シリカゲルカー
トリッジを内蔵しており、基準器として長期使用が可能です。変換器一体型のＤＣ４～２０ｍＡまたはＤＣ０～１Ｖ出力、ＲＳ４８５出力タイプもあります。
校正証明書付。

ＩＳＯ９０６０準拠、ＷＭＯ要求を満足するクラス１全天日射計です。二重ガラスドームの堅牢な構造で、結露防止用シリカゲルの交換が可能です。変換器一体型のＤＣ４～２０ｍＡまたはＤＣ０～１Ｖ出力、ＲＳ４８５出力タイプもあります。
より高い精度が求められるメガソーラー
ＰＶシステムに採用されています。
校正証明書付。

産業・公共用ＰＶシステムにおける標準日射計として圧倒的な実績をもつＩＳＯ
９０６０クラス２全天日射計です。ＷＭＯ（世界気象機構）要求を満足し、ガラス厚４ｍｍのドームを備えた堅牢な構造は長期使用にも耐えます。変換器一体型のＤＣ４～２０ｍＡまたはＤＣ０～１Ｖ出力、ＲＳ４８５出力タイプもあります。
校正証明書付、遮蔽板はオプション。

LP PYRA10LP Silicon-PYRA04

測定波長４００～１１００ｎｍのシリコンフォトダイオードを使用した、測定範囲０～２０００Ｗ/ｍ２、代表感度２０μＶ/(Ｗ/ｍ２)、応答時間＜０.５秒の日射計です。ディヒューザと特別な受光面設計により、余弦則に準じる１８０°の視野角を実現しており、オプションで水準器付のベースフランジが準備されており、標準ケーブ
ル長は５ｍです。
テクニカルデータ
代表感度
測定範囲
スペクトル範囲
応答時間
安定性
余弦則応答
動作温度

テクニカルデータ
型式
代表感度
測定範囲
視角
スペクトル範囲
動作温度
重量

ＬＰ ＰＹＲＡ０３

ＬＰ ＰＹＲＡ０２

ＬＰ ＰＹＲＡ１０７μＶ(Ｗ/ｍ２ )０～２０００Ｗ/ｍ２２πｓｒ
３０５～２８００ｎｍ－４０～＋８０℃
約０.３ｋｇ７μＶ(Ｗ/ｍ２ )０～２０００Ｗ/ｍ２２πｓｒ
３０５～２８００ｎｍ－４０～＋８０℃
約０.９ｋｇ７μＶ(Ｗ/ｍ２ )０～２０００Ｗ/ｍ２２πｓｒ
３０５～２８００ｎｍ－４０～＋８０℃
約０.９ｋｇ

＜３０秒

＜２８秒

＜９秒

２５Ｗ/ｍ２＜±６Ｗ/ｍ２＜±２.５％＜±２％＜±２２Ｗ/ｍ２
＜±７％
＜８％
＜±４％

１５Ｗ/ｍ２＜±４Ｗ/ｍ２＜±１.５％＜±１％＜±１８Ｗ/ｍ２
＜±５％
＜４％
＜±２％

＜±７Ｗ/ｍ２＜±２Ｗ/ｍ２＜±０.８％＜±０.５％＜±１０Ｗ/ｍ２＜±３％＜２％＜±０.５％

ヒータ・強制通風ユニット

ＩＳＯ９０６０仕様：

日射計固定用
水平設置用プレート
SC-BL

日射計固定用Ｌ字アングルSC-LG

応答時間(９５％)
ゼロオフセット：ａ) 熱放射(２００Ｗ/ｍ２ )ｂ) 温度変化５Ｋ/ｈ
非安定性
非直線性
方向性誤差
スペクトル選択性
温度応答
傾斜応答※表記の感度は代表感度であり、個体差があります。※接続ケーブル（標準長１０ｍ）は１０ｍ単位で延長可能です。

ＤＣ４～２０ｍＡ出力
ＤＣ０～１Ｖ出力
ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ出力

気温計

ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＣ
ＬＰ ＰＹＲＡ０３ＡＶ
ＬＰ ＰＹＲＡ０３Ｓ

ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＣ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２ＡＶ
ＬＰ ＰＹＲＡ０２Ｓ

ＬＰ ＰＹＲＡ１０ＡＣ
ＬＰ ＰＹＲＡ１０ＡＶ
ＬＰ ＰＹＲＡ１０Ｓ

ＨＤ９００８.０３はＪＩＳＣ１６０４-１９９７準拠の応答性に優れた空気測定専用の温度センサ（Ｐｔ１００クラスＡ）を使用した気温計です。屋外測定では耐候性をもつ自然通風シェルターに装着して使用します。
ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣは気温測定値を計装信号ＤＣ４～２０ｍＡで出力し、出力のスケーリングが可能。ＨＤ９００８.Ｔ７ＳはＲＳ４８５Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵのデジタル出力です。
ＨＤ７８６ＴＲ１はＤＣ４～２０ｍＡ出力、端子接続ボックスタイプの気温計です。

気象信号変換箱

出力タイプ
測定範囲
センサ動作範囲
出力スケーリング
供給電源
標準ケーブル長ＨＤ９００８.０３
３線式Ｐｔ１００Ω－４０～＋８０℃－４０～＋８０℃
受信器側による電源不要■自然通風シェルター

ＨＤ９００８.Ｔ７Ｓ
ＨＤ９００８.Ｔ７ＡＣ
ＤＣ４～２０ｍＡ ＲＳ４８５ Ｍｏｄｂｕｓ－ＲＴＵ－４０～＋８０℃－４０～＋８０℃－４０～＋８０℃－４０～＋８０℃－－２０～＋１００℃
ＤＣ５～３０Ｖ
ＤＣ１０～３０Ｖ
１０ｍ (１０ｍ単位で延長可能)

ＨＤ７８６ＴＲ１
ＤＣ４～２０ｍＡ－２０～＋８０℃－２０～＋８０℃－２０～＋１００℃
ＤＣ７～３０Ｖ
同左

HD9007A-1/A-2

耐静電気・耐熱・耐紫外線・低熱伝導・高反射性樹脂（Ｌｕｒａｎ Ｓ７７７Ｋ-ＢＡＳＦ） 製
耐腐食性アルミブラケット、Ｕ型固定金具付
ＨＤ９００７Ａ-１： 外径１２５ｍｍ、高さ１６０ｍｍ（１２層）、重量約６４０ｇ
ＨＤ９００７Ａ-２： 外径１２５ｍｍ、高さ２１０ｍｍ（１６層）、重量約７６０ｇ

気象信号変換箱ＳＣ-ＴＤは日射計、気温計、表面温度計その他センサからの出力を受信し、ＤＣ４～２０ｍＡ電流信号やＲＳ４８５信号などに変換し出力します。日射計の個体感度に対するスケーリングも可能です。入・出力は電気的に絶縁されおり、短絡など電気的なトラブルの心配がありません。ユーザーご指定の入・出力数、塗装色、材質は鋼板またはＳＵＳ(ステンレス)で製作できます。

変換信号

日射計気温計

入力
出力

ＤＣ０～１０ｍＶ
ＤＣ４～２０ｍＡ

スケーリング

０～１.４３kＷ/ｍ２

３線式Ｐｔ１００Ω
ＤＣ４～２０ｍＡ－２０～＋１００℃(－５０～＋５０℃可)
６００Ω以下０.２０％ ｏｆ ＳＰＡＮ
２００ｐｐｍ/℃０.５ｓ以下(０→９０％)

許容負荷抵抗許容差(２３℃にて)
温度特性
応答速度

６００Ω以下０.１５％ ｏｆ ＳＰＡＮ
２００ｐｐｍ/℃０.５ｓ以下(０→９０％)※日射計および気温計からの信号を入力とする標準的な信号変換箱の仕様です。
その他の入・出力仕様についてはお問合せ下さい。短納期で対応致します。

太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、０～２０００Ｗ/ｍ ２の日射量が直読出来ます。ロガー機能付の機種では任意のデータ保存インターバ
ルで日射量の長期データロギングが可能です。ポータブルのため、現場への持込み検査に便利です。

電源
出力保存データ数
データ保存インターバル
本体寸法
本体重量
保護等級

テクニカルデータ

テクニカルデータ
素線タイプ
許容差使用温度範囲

T熱電対（導線数シングル）
ＪＩＳクラス２－１００～＋２００℃

ポータブル/データロガー全天日射計

測定範囲

SC-TD

TN-47615

ＴＮ-４７６１５は太陽光パネルの表面温度を測定する、厚さ約０.２ｍｍ、許容差ＪＩＳクラス２のシート型T熱電対です。極薄のフィルムにより絶縁されており、応答性の高いパネル表面温度測定が可能です。標準導線長１０ｍは、補償導線により１０ｍ単位で延長が可能です。

ＤＣ１２Ｖ
５Ｗ
６Ｗ
－３０～＋７０℃

テクニカルデータ
型式

パネル表面(裏面)温度計

テクニカルデータ

HD786TR1

HD9008.03 HD9008.T7AC HD9008.T7S

HD9906.51

日射計、夜間放射計などの太陽放射計を収納して使用します。ヒータおよび強制通風機能により過酷な気象条件下でも測定器の温度を一定に保ち、露や霜を防止して、測定精度の維持に貢献します。デルタオーム全天日射計ＬＰ Ｐ
ＹＲＡ０２、ＬＰ ＰＹＲＡ１０、夜間放射計
ＬＰ ＰＩＲＧ０１などに使用できます。
供給電源
通風ファン電力
ヒータ電力
動作温度

２０μＶ/(Ｗ/ｍ２ )０～２０００Ｗ/ｍ２
４００～１１００ｎｍ＜０.５秒＜±２％/年±３％、角度０°～７５°に対して－４０～＋６５℃

HD2302.0

HD2102.2

DO9847ポータブル日射計

データロガー日射計

３ＣＨデータロガー日射計

０～２０００Ｗ/ｍ２

０～２０００Ｗ/ｍ２
１.５Ｖ単三乾電池×４個
ＡＣ１００Ｖアダプタ

０～２０００Ｗ/ｍ２
１.５Ｖ単三乾電池×４個
ＡＣ１００Ｖアダプタ

ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢ
合計３８,０００データ
１～３,６００秒可変
１８０×９０×４０mm
約４７０ｇ(電池含む)
ＩＰ６６

ＲＳ２３２Ｃ/ＵＳＢ
３２,０００データ/ＣＨ
１～３,６００秒可変
２４５×１００×５０mm
約６００ｇ(電池含む)
ＩＰ６４

１.５Ｖ単三乾電池×３個
１４０×８８×３８mm
約１６０ｇ(電池含む)
ＩＰ６７※ＰＶシステムに使用されるものと同じ全天日射計をプローブ(別売)として接続するため整合性のある測定・データ取得が可能です。

HD786TR1※屋外では、ＨＤ７８６ＴＲ１もＨＤ９００８.０３同様、自然通風シェルターに装着して使用します。