測定記録支援システム BLuE
Windows 版 ユーザーズマニュアル
第3版

2024 年 6 月 24 日
株式会社アネステック

目次
1 製品概要 ........................................................................................................ 12 動作条件 ........................................................................................................ 1
3 システム仕様................................................................................................... 14 測定器の確認................................................................................................... 2
5 用語集 ........................................................................................................... 5
6 インストール/アンインストール方法 .................................................................... 6
7 操作フロー ..................................................................................................... 78 各アプリの画面とボタンの説明............................................................................ 9
9 事前準備 ...................................................................................................... 12
9.1 Excel 帳票、CAD 図面の準備 ........................................................................129.2 測定器のペアリング ...................................................................................12
9.3 測定器側の事前設定 ...................................................................................16
9.4 測定ポイントの作成(AutoCAD のみ) ..............................................................20
10 起動/連携する ............................................................................................. 21
10.1 BLuE の起動............................................................................................21
10.2 起動/連携する(Excel) ...............................................................................22
Excel の起動 ......................................................................................22
試験記録表を読み込む .........................................................................22
BLuE と Excel を連携する .....................................................................2210.3 起動/連携する(AutoCAD) ..........................................................................23
AutoCAD の起動 ................................................................................23
CAD 図面を読み込む ...........................................................................23
BLuE と AutoCAD を連携する ...............................................................24
11 接続/切断する ............................................................................................. 25
11.1 測定器と接続する ....................................................................................25
12 測定する .................................................................................................... 31
12.1 測定を行う(Excel) ...................................................................................31
12.2 測定を行う(AutoCAD) ..............................................................................37

13 終了する .................................................................................................... 43
13.1 試験記録表・図面を保存する ......................................................................43
13.2 BLuE を終了する ......................................................................................43
14 その他 ....................................................................................................... 43
14.1 BLuE の設定............................................................................................43
14.2 Excel の設定 ...........................................................................................52......................................................................................53
15 FAQ .......................................................................................................... 89

1 製品概要
当システムは、各種測定器で測定した測定値を無線通信によって Windows PC で受信します。
Excel や AutoCAD と連携し帳票上・図面上で指定した箇所に測定値を直接入力することができます。

2 動作条件使用する Windows PC の動作条件は以下となります。
CPU

1GHz 以上

メモリ

8GB 以上推奨

HDD

20GB 以上※当システムを使用する上での注意点
ライセンス認証を行う際は、インターネットへの接続が必要です。
ライセンス認証成功後、30日間はオフラインで起動できます。

3 システム仕様
当システムは、下記環境で動作させる事を前提とします。
OS

Microsoft Windows10

OS バージョン

20H2、21H1、21H2

Excel バージョン

2013～2019

通信方式

Bluetooth 4.0 以降（Bluetooth Low Energy）

p. 1

4 測定器の確認
当システムは下表に示す測定器に対応しています。ご使用の測定器が対応しているか確認してくださ
い。
機種名

メーカー

種類

AF101

アリアテクニカ株式会社

風速温度計

AF111

アリアテクニカ株式会社

風速温湿度計CD-AXシリーズ

株式会社ミツトヨ

デジタルノギス※1

備考

測定器本体のほか、
接続ユニット「02AZF300」
Bluetoothアダプタ「U-WAVE-TCB」
が別途必要

CEM3-BTS

株式会社東日製作所

トルクレンチCM4371-50

日置電機株式会社

クランプメータ

測定器本体のほか、

CM4373-50

日置電機株式会社

クランプメータ

Bluetoothアダプタ

CM4375-50

日置電機株式会社

クランプメータ「Z3210」が別途必要

CM4376日置電機株式会社

クランプメータ

DCL31DRBT

三和電気計器株式会社

クランプメータ

DDM-102L3/L5

株式会社ディジ・テック

デジタルメジャーDLC470BT

三和電気計器株式会社

クランプメータDT4261-50

日置電機株式会社

デジタルマルチメータ

測定器本体のほか、
Bluetoothアダプタ「Z3210」が別途必要

FT3425日置電機株式会社

照度計

FT6380-50

日置電機株式会社

接地抵抗計

測定器本体のほか、
Bluetoothアダプタ「Z3210」が別途必要

GAシリーズ

大崎電気工業株式会社

電力量計

※2

測定器本体のほか、「C-EM6用赤外線通信機器(TP-BT)」が
別途必要

p. 2

機種名

メーカー

種類

備考

GDCシリーズ

新潟精機株式会社

デジタルノギス

測定器本体の他、※3「BluetoothBOX」
が別途必要

IES-5000 ※4

柴田科学株式会社

室内環境測定器

IR4052-50

日置電機株式会社

デジタル絶縁抵抗計

測定器本体のほか、
Bluetoothアダプタ「Z3210」が別途必要

IR4055-11

日置電機株式会社

PV用デジタル絶縁抵抗計

KDM30

株式会社クローネ

圧力計

KEW2433RBT

共立電気計器株式会社

クランプリーカ

KEW3441BT

共立電気計器株式会社

絶縁抵抗計

KEW3552BT

共立電気計器株式会社

デジタル絶縁抵抗計

KEW4105DLBT

共立電気計器株式会社

接地抵抗計

KEW4300BT

共立電気計器株式会社

簡易接地抵抗計

KEW4500BT

共立電気計器株式会社

コンセントテスタ

KEW4505BT

共立電気計器株式会社

コンセントテスタ

KEW5204BT

共立電気計器株式会社

照度計

KEW6041BT

共立電気計器株式会社

絶縁接地抵抗計LR8514日置電機株式会社

温湿度計

M-1140X

マルチ計測器株式会社

クランプリーカ

M-1140XR

マルチ計測器株式会社

クランプリーカ

M-1141X

マルチ計測器株式会社

クランプリーカ

M-1141XR

マルチ計測器株式会社

クランプリーカ

MCL-800DX

マルチ計測器株式会社

クランプリーカ

MCL-800DXR

マルチ計測器株式会社

クランプリーカ

MDC-MXシリーズ

株式会社ミツトヨ

マイクロメータ※5

測定器本体のほか、
接続ユニット「02AZF310」
Bluetoothアダプタ「U-WAVE-TMB」
が別途必要

MET-10X

マルチ計測器株式会社

接地抵抗計

p. 3

機種名

メーカー

種類

MP0R-FP-BT

株式会社フィッシャー・

膜厚計

備考

インストルメンツ
NL42A/52A/62A

リオン株式会社

騒音計

測定器本体のほか、
三工社製
Bluetoothアダプタ「BA-01」が別途必要

PD3259-50

日置電機株式会社

検相器

測定器本体のほか、
Bluetoothアダプタ「Z3210」が別途必要

PM300BT

三和電気計器株式会社

デジタルマルチメータ

PTA-BT

株式会社東日製作所

バッテリ式
トルクドライバ

SK-110TRH-B

株式会社佐藤計量器製作所

温湿度計

SSC-650 /株式会社テクロックデジタルノギスSSD-215

株式会社テクロックデジタルデプスゲージ

SSM-750 /株式会社テクロックデジタルマイクロメータ

STC2-BT

株式会社東日製作所

トルクドライバTKR12M

レッキス工業株式会社

満水試験器Ⅲ型

SSC-750 /SSC-850

SSM-850(みるみるくん)
TKR12P

レッキス工業株式会社

圧力試験器Ⅲ型(みるみるくん)

6006-BT日本カノマックス

風速計

株式会社

注記
※1

BLuE で対応している「CD-AX シリーズ」は、【CD-10AX、CD-15AX、CD-20AX、CD-30AX、CD-15AXW、CD-15AXWW、
CD-20AXW、CD-20AXWW、CD-15AXR】となります。

p. 4

※2

BLuE で対応している「GA シリーズ」は、【A1GA-RLS31、A2GA-RLS31、A3GA-RLS31、A1GA-TLN2r、A2GA-TLN2r、A3GA-TLN2r、
A1GA-TLN2、A2GA-TLN2、A3GA-TLN2】となります。

※3

BLuE で対応している「GDC シリーズ」は、【GDCS-100、GDCS-150、GDCS-200、GDCS-300、GDCS-150W、GDCS-200W、
GDCS-300W、GDCS-150CD、GDCP-100、GDCP-150、GDCP-200、GDCP-300、
GDCT-100、GDCT-150、GDCT-200、GDCT-300、GDCS-150P、GDCS-200P、
GDCS-150B、GDCS-150NP、GDCS-200NP、GDCS-150F、GDCS-100WR、
GDCP-150MU、GDCP-200AA、GDCP-200TA、GDCP-150A、GDCP-150A2、
GDCS-150T、GDCS-150IR、GDCP-150IT、GDCP-150I、GDCP-150I2、
GDCS-150IK、GDCS-200IK、GDCS-150IK2、GDCS-200IK2、GDCS-125H】となります。

※4

測定器本体のみを購入すると、基本測定として、【温度(℃)、湿度(%rh)、CO(ppm)、
CO2(ppm)、気流(m/s)】ができますが、
そのほか、別途付属品を購入することにより、以下の測定ができます。
粉じん測定：「粉じん計 LD-2l」
低位置用温度測定：「低位置用温度計 IES3000/4000/5000 用 LTM-1 型」
放射熱測定：「黒球温度計 IES-4000/5000 用 GTM-1 型」
照度測定：「デジタル照度計 CANA-0010S 型（接続用ケーブル付）」
騒音測定：「普通騒音計 NL-27 型(検定なし or 検定あり) ＋ 騒音計ケーブル NL-27 型接続用」※5

BLuE で対応している「MDC-MX シリーズ」は、【MDC-25MX、MDC-50MX、MDC-75MX、MDC-100MX、MDC-25MXT、MDC-50MXT】となります。

5 用語集
本書で使用する用語の説明です。
● BLuE
測定器の接続管理、測定結果を各入力先アプリケーション(Excel・AutoCAD)に受け渡すアプリケー
ション。
● Excel アドイン
BLuE を使用するうえで必要な機能の提供、AP コントローラから Excel へ測定結果を受け渡すために必要なアドイン。
● AutoCAD アドイン
BLuE を使用するうえで必要な機能の提供、AP コントローラから AutoCAD へ測定結果を受け渡すために必要なアドイン。

p. 5

6 インストール/アンインストール方法
インストール/アンインストール方法については、別紙「インストール手順書」を参照してください。
サイト URL：BLuE for Windows - BLuE (smart-blue.net)

p. 6

7 操作フロー「BLuE」と「Excel」
P.21
BLuE

BLuE 起動

P.22
Excel

Excel
起動
P.22

Excel

該当ファイル読み込み
もしくは新規作成

P.25
BLuE

測定器接続

P.31
Excel

測定

P.43
Excel

Excel

ファイル保存＆終了
P.43
BLuE

BLuE 終了

p. 7

「BLuE」と「AutoCAD」【その他機能】

P.53

AutoCADP.21

測定＋測定ポイントの

BLuE

作成

BLuE 起動

P.54
AutoCAD

測定ポイントを削除する

P.23
AutoCAD

AutoCAD

P.56

AutoCAD

測定ポイントを

起動

復元する

P.58

P.23
AutoCAD

AutoCAD

測定ポイント

該当図面読み込み

書式設定

P.25

P.60

AutoCAD

BLuE

測定ポイント
書式変更

測定器接続

P.64
AutoCAD

P.37

測定ポイントを既存オブジェクト

AutoCAD

から作成

測定

P.72
AutoCAD

測定不可

P.43
AutoCAD

AutoCADP.75

図面保存＆終了

AutoCAD

連続測定

P.43
BLuE

P.86
AutoCAD

BLuE 終了

測定ポイント番号の表示/非表示
切替

P.87
AutoCAD

測定ポイント番号の変更/登録

p. 8

8 各アプリの画面とボタンの説明
当システムは、「BLuE」と「Excel」「BLuE」と「AutoCAD」
を組み合わせてご利用ください。以下にアプリの画面とボタンについて説明します。
【BLuE】

②

①

④
⑥

⑤

③

⑦
⑧
No.

リボンメニュー

機能内容

①

設定ボタン

本ボタン押下後、設定画面へ遷移します。

②

測定器接続ボタン

本ボタン押下後、③測定器選択画面へ遷移します。

③

測定器選択画面

接続する測定器の Bluetooth 規格を確認し、選択します。
詳細については、P.25「11.1 測定器と接続する」を参照してください。

④

測定器リスト接続している測定器、また一度接続した測定器の情報を表示します。

⑤

測定値表示画面

現在接続されている測定器の情報を表示します。

⑥

個別設定ボタン

本ボタン押下後、接続されている測定器の各種設定ができます。

⑦

測定値入力ボタン

本ボタン押下後、測定値が入力されます。

⑧

既連携入力先アプリケー

現在連携している入力先アプリケーションを表示します。

ション表示画面p. 9

【Excel アドイン】

⑨ ⑩

No.

⑨

リボンメニュー
測定ボタン

機能内容
本ボタン押下後、AP コントローラと連携し、測定ができま
す。

⑩

設定ボタン

本ボタン押下後、設定画面へ遷移します。

p. 10

【AutoCAD アドイン】

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰ ⑱ ⑲ ⑳

リボンメニュー

㉑

㉒

機能内容

No.

⑪

測定ボタン

本ボタン押下後、AP コントローラと連携し、測定ができます。

⑫

測定種別ボタン

測定種別を選択できます。

⑬

新規ポイントの作成ボタン

本ボタン押下後、任意の箇所を選択すると、測定ポイントが作成されます。

⑭

既存オブジェクトの指定ボタン(コンセントテスタのみ）
Tfas 等で作成したコンセントシンボルを自動的に測定ポイン
トとして指定します。

⑮

測定ポイントの削除ボタン

本ボタン押下後、削除したい測定ポイントを選択すると、削除できます。

⑯

測定ポイントの復元ボタン

本ボタン押下後、復元したい測定ポイントを選択すると、復元できます。

⑰

ポイント書式編集ボタン

本ボタン押下後、任意の測定ポイントを選択すると、ポイン
トの大きさや色、形状等の各種設定変更ができます。

⑱

測定不可ボタン(コンセントテスタのみ）
コンセントシンボルの色変更ができます。

⑲

設定ボタン

本ボタン押下後、ポイントの大きさや色、形状等の各種設定ができます。

⑳

表示切替ボタン

順番リスト番号の表示/非表示を切り替えます。

㉑

順番リスト登録ボタン

順番リストを登録します。

㉒

連続測定ボタン

順番リストに従い、連続測定を行います。

p. 11

9 事前準備
Windows PC、測定器の基本的な操作については本書では説明しません。それぞれのマニュアルを参照
してください。

9.1 Excel 帳票、CAD 図面の準備測定で使用する帳票・図面を使用するＷindows PC にコピーして保存します。

9.2 測定器のペアリング
以下の測定器に限り、事前に Windows PC とのペアリング作業を実施してください。
・CEM-3BTS

東日製作所製

トルクレンチ・STC2-BT

東日製作所製

トルクドライバ・LR8514

日置電機製

温湿度計

・KDM30

クローネ製

圧力計

・MP0R-FP-BT

フィッシャー・インストルメンツ製

・PTA-BT

東日製作所製

膜厚計

バッテリ式トルクドライバ

手順は下記の通りです。
注記


圧力計を例に手順を記載してありますが、ほかの測定器も同様の手順となります。

① 測定器の電源、Bluetooth が有効になっている状態で、「Windows のスタートボタン」を押しま
す。

p. 12

② 「設定」を押します。

③ 「デバイス」を押します。

p. 13

④ 「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」を押します。

⑤ 「Bluetooth」を押します。

p. 14

⑥ しばらくすると、シリアルナンバーが表示されるので、測定器本体に記載されているシリアルナン
バーを確認し、選択します。

⑦ 下記画面になりましたら、ペアリング完了です。

p. 15

9.3 測定器側の事前設定
以下の測定器に限り、事前に測定器側の事前設定が必要です。
・DCL31DRBT

三和電気計器

クランプメータ・M-1140X

マルチ計測器クランプリーカ・M-1141X/XR

マルチ計測器クランプリーカ・MCL800DX/DXR

マルチ計測器クランプリーカ・NL42A/52A/62A

リオン

騒音計

・PM300BT

三和電気計器デジタルマルチメータ

・SK-110TRH-B

佐藤計量器

温湿度計

・TKR12M/TKR12P

レッキス工業

満水試験器Ⅲ型/圧力試験器Ⅲ型

事前設定内容は、以下の通りです。


DCL31DRBT
測定器の電源を入れ、「SELECT/BT」ボタンを長押しし、Bluetooth を有効にしてください。

M-1140X
測定器の電源を入れ、「Bluetooth」ボタンを押し、Bluetooth を有効にしてください。

M-1141X/XR
測定器の電源を入れ、「Bluetooth」ボタンを押し、Bluetooth を有効にしてください。



MCL800DX/DXR
測定器の電源を入れ、「Bluetooth」ボタンを押し、Bluetooth を有効にしてください。

p. 16



NL42A/52A/62A① 測定器の電源を入れ、「MENU/ENTER」ボタンを押します。

② 「入出力」を選択します。

③ 「通信制御機能」を選択します。

④ 「RS-232C」を選択します。

p. 17

⑤ Bluetooth 通信アダプタの乾電池を取り外し、測定器側に表示されている「ボーレート」とBluetooth 通信アダプタの「ボーレート」を合わせてください。

PM300BT測定器の電源を入れ、「SELECT/BT」ボタンを長押しし、Bluetooth を有効にしてください。



SK-110TRH-B
測定器本体の「MODE」と「POWER」を同時に長押しして、電源を入れてください。

p. 18



TKR12M/TKR12P① AppleStore から「みるみるくんデータ取集アプリ」をインストールしてください。
② インストール後、アプリを起動してください。
※本アプリの操作方法については、メーカサイトを参照してください。
③ 測定器の電源を入れ、「収集」ボタンを押してください。

④ 使用する測定器のシリアルナンバーが表示されたのを確認し、「試験設定」ボタンを押してくだ
さい。
使用する測定器が TKR12P の場合に表示使用する測定器が TKR12M の場合に表示⑤ 必要項目を入力し、「設定送信」ボタンを押してください。
TKR12P の場合

TKR12M の場合⑥ 送信が完了すると、測定器側が情報を受信し、測定器が自動で再起動します。

p. 19

9.4 測定ポイントの作成(AutoCAD のみ)「新規ポイントの作成」ボタンをタップし、CAD 図面上の任意の箇所をタップすると、測定ポイントが作成されます。

p. 20

10 起動/連携する
10.1 BLuE の起動
インターネット回線が接続されていることを確認し、デスクトップ画面の「BLuE」をダブルクリックします。ログイン ID とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

注記

インターネット回線が接続されている状態でログインをしてから 1 か月間は、オフラインで利用できます。1 か月を過ぎると、ログイン ID とパスワードの入力が求められますので、インターネット
回線が接続されている状態で再度、ログインしてください。

p. 21

Excel を利用される方は P.22 10.2.1 Excel の起動へ、
AutoCAD を利用される方は P.23 10.3.1 AutoCAＤの起動へ進んでください。

10.2 起動/連携する(Excel)
Excel の起動
デスクトップ画面の「BLuE EXL」をダブルクリックします。

試験記録表を読み込む
測定値を記録する Excel ファイルを開きます。(新規・既存ファイル、両方とも使用可能)

BLuE と Excel を連携する
Excel のリボンに表示されている「BLuE」タブを選択し、「測定」ボタンを押します。

P.25「11 接続/切断する」へ進んでください。

p. 22

10.3 起動/連携する(AutoCAD)
AutoCAD の起動
デスクトップ画面の「BLuE ACD」をダブルクリックします。

CAD 図面を読み込む
測定値を記録する CAD 図面を開きます。(新規・既存図面、両方とも使用可能)

p. 23

BLuE と AutoCAD を連携する
AutoCAD のリボンに表示されている「BLuE」タブを選択し、「測定」ボタンを押します。

P.25「11 接続/切断する」へ進んでください。

p. 24

11 接続/切断する
11.1 測定器と接続する測定器と BLuE を無線通信で接続します。
① 通常の接続（ア） 接続対象機種一覧
BLuE の「測定器接続」ボタンをクリックし、機種選択画面を表示します。

（イ） 測定器の機種選択
測定器の Bluetooth バージョンを確認して、機種を選択します。


全機種(BT4.0～)：Bluetooth4.0 以上の測定器を対象に、周辺から探し出します。



全機種(～BT3.2)：Bluetooth3.2 以下の測定器を対象に、周辺から探し出します。

対象の測定器が見つかった場合「接続する機器」として表示します。
注記Bluetooth3.2 以下の測定器を接続する場合、事前にペアリング作業をする必要があります。
手順については、P.12「9.2 測定器のペアリング」を参照して下さい。



各測定器の接続前/接続後の表記については、P.28～P.30 表 1 を参照してください。

p. 25

（ウ） 測定器の選択接続したい測定器の「接続」ボタンをクリックします。
接続が完了すると、状態チェックボックスにチェックが入り、「接続」ボタンから「切断」ボタンに変化します。

（エ） 測定器との切断
切断したい測定器の「切断」ボタンをクリックします。
切断が完了すると、状態チェックボックスのチェックが外れ、「切断」ボタンから「接続」ボタンに変化します。

p. 26

② 再接続1 度接続したことがある測定器に限り、「（ア）再接続ボタン押下による再接続」、または「(イ)接続ボタ
ン押下による再接続」によって再接続できます。

（ア） 再接続ボタン押下による再接続測定器リストに表示されている「再接続」ボタンを押下すると、リスト内に表示されている測定器を上から順に再接続します。

（イ） 接続ボタン押下による再接続測定器リストに表示されている測定器から再度接続したい測定器の「接続」ボタンを押下すると再接続されます。

p. 27

BLuE に対応した測定器の検索時と接続時の表示は、以下のとおりです。
※「XXXX」は各測定器のシリアルNo

表 1 各測定器の接続前/接続後の表記
型番

検索時

接続時

AF101

AF101

AF101-XXXXXXXX

AF111

AF111

AF111

CD-AXシリーズ

MitutoyoSeries

MitutoyoSeries

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CEM3-BTSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CM4371-50

CM4371-50

CM4371-50

CM4373-50

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CM4375-50

CM4373-50

CM4373-50

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CM4375-50

CM4375-50

XXXXXXXXXXXXXXXXXXHIOKIBLE またはCM4376

CM4376XXXXXXXXX

CM4376XXXXXXXXXDCL31DRBT

DDM-102L3/L5

DLC470BT

DT4261

FT3425

DCL31DRBTDCL31DRBTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DDM-102L3/5

DDM-102L3/5

XXXXXXXXXXXXDLC470BT

DLC470BT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DT4261

DT4261XXXXXXXXXXXXXXXXXXHIOKI BLE またはFT3425

FT3425XXXXXXXXXXXXXXXXXX
FT6380-50

FT6380-50

FT6380-50

XXXXXXXXXXXXXXXXXXGASeries

GASeries

XXXXX

XXXXX

GDCシリーズ

GDCSeries

GDCSeries

IES-5000

IES-5000

GAシリーズまたはIES-5000

IES-5000

0000

0000
IR4052-50/51

IR4052-50/51

IR4052-50/51

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

p. 28

備考

型番

検索時

接続時

IR4055-11

HIOKI BLE または

IR4055-11

IR4055-11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXKDM30KR-XXXXX

KR-XXXXX

KEW2433RBTKEW2433RBTKEW2433RBTXXXXXXX

XXXXXXX

KEW3441BT

KEW3441BT

XXXXXXX

XXXXXXX

KEW3552BT

KEW3552BTXXXXXXX

XXXXXXX

KEW4105DLBT-H

KEW4105DLBT-H

XXXXXXX

XXXXXXX

KEW4300BT

KEW4300BT

XXXXXXX

XXXXXXX

KEW4500BT

KEW4500BT

XXXXXXX

XXXXXXX

KEW4505BT

KEW4505BT

XXXXXXX

XXXXXXX

KEW5204BT

KEW5204BT

XXXXXXX

XXXXXXX

KEW6041BT

KEW6041BT

XXXXXXX

XXXXXXX

LR8514

LR8514#XXXXXXXXX:HIOKI

LR8514#XXXXXXXXX:HIOKI

M-1140X/XR

M-1140X/XR

M-1140X/XR

M-1141X/XR

M-1141X/XR

M-1141X/XR

MCL-800DX/DXR

MCL-800DX/DXR

MCL-800DX/DXR

MDC-MXシリーズ

MitutoyoSeries

MitutoyoSeries

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MET-10X

MET-10X

MET-10X

MP0R-FP-BT ※1

MPOR S/N: XX:XX:XXMPOR S/N: XX:XX:XX

NL42A/52A/62A

NLSeries

NLSeries

KEW3441BT

KEW3552BT

KEW4105DLBT-H

KEW4300BT

KEW4500BT

KEW4505BT

KEW5204BT

KEW6041BT

XXXXXXXXXXXX
PD3259-50

PD3259-50

PD3259-50

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PM300BT

PM300BTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPTA-BTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SK-110TRH-B

SK-110TRH-B

SK-110TRH-B

XXXXXXXXXXXX

PM300BT

p. 29

備考

型番

検索時

接続時

SSCシリーズ

SSC-650/750/850

SSC-650/750/850

備考

00000000
SSD-215

SSD-215

SSD-215
XXXXXXXXXX※ただし2021年12月以降に販売されているSSD-215については以下の通り。
SSD-2150000000000

SSMシリーズ

SSM-750/850

SSM-750/850
00000000

STC2-BTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTKR12M

TKR12M

TKR12M

XXXXXXXXXXXXXXXXTKR12P

TKR12PXXXXXXXXXXXXXXXX

6006-BT

6006-BTXXXXXXXXXXXXTKR12P

6006-BT※1

測定器本体には S/N は表記されていません。
S/N の確認方法は、測定器本体の Bluetooth 接続編マニュアルを参照してください。
S/N を確認したのち、BLuE との接続を行ってください。

p. 30

12 測定する
Excel を利用される方は P.31 12.1 測定を行う(Excel)へ、
AutoCAD を利用される方は P.37 12.2 測定を行う(AutoCAD)へそれぞれ進んでください。

12.1 測定を行う(Excel)
測定器の操作については、測定器のマニュアルを参照してください。ここでは測定器の種類に限らず共通の操作について説明します。

Excel に測定値を反映する
入力方法は、以下の通りになります。

BLuE のボタンを押して入力する手順(例：FT3425 の場合)

入力したいセルを選択し、BLuE の「→①」ボタンをクリックすると、測定値が入ります。

p. 31

「測定器本体の操作」を行って入力する手順(例：FT3425 の場合)

事前に BLuE の「入力ボタントリガ」と表示されている箇所をクリックし、「本体トリガ自動」に切り替えます。入力したいセルを選択し、測定器本体の「HOLD」ボタンを押すと、測定値が入ります。

p. 32

「測定器本体の操作」を行って入力する手順(例：KEW3441BT の場合)

入力したいセルを選択し、測定器本体の印加ボタン(橙ボタン)を長押し、離すと同時に選択したセルに測定値が入ります。

注記

測定器によって、入力方法・操作するボタンが異なります。
詳細については、表２ 各測定器の測定値入力方法を参照してください。

p. 33

表2

各測定器の測定値入力方法
型番

AF101

AF111

CD-AX シリーズ

CEM-3BTS

CM4371/CM4373/
CM4375
CM4376

DCL31DRBT

BLuE のボタンを測定器本体のボタンを押して入力(※1)

押して入力
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

DDM-102L3/L5

プローブボタン(※2)
プローブボタン(※2)
DATA ボタン
(※2)
メモリキー
（※2）
HOLD ボタン(※2)
HOLD ボタン(※2)
HOLD ボタン(※2)
TRG ボタン〇〇

側面測定ボタン(※2)

DLC470BT

HOLD ボタン

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

〇

〇

IES-5000〇－－

IR4052〇(※3)

〇

MEASURE キー

IR4055〇(※3)

〇

MEASURE キー

KDM30

〇

－

－

DT4261

FT3425

FT6380GA シリーズ
GDC シリーズ

p. 34

(※2)
HOLD ボタン(※2)
HOLD ボタン(※2)
HOLD ボタン
(※2)
－
送信ボタン
(※2)

型番
KEW2433RBT

セル反映ボタンを測定器本体のボタンを押して入力(※1)

押して入力

DH ボタン〇〇

KEW3441BT

〇(※3)

〇

測定ボタン

KEW3552BT

〇(※3)

〇

測定ボタン

〇

〇

KEW4300BT

〇(※3)

〇

測定ボタン

KEW4500BT

〇(※3)

〇

測定ボタン

KEW4505BT

〇(※3)

〇

測定ボタン

〇

〇

〇(※3)

〇

測定ボタン

〇

－

－

〇

Bluetooth ボタン

KEW4105DLBT-H

KEW5204BT

KEW6041BT
LR8514
M-1140X/XR

M-1141X/XR

MCL800DX/DXR

〇

(※2)

TEST ボタン(※2)

HOLD ボタン
(※2)

(※2)
〇

〇

Bluetooth ボタン(※2)
Bluetooth ボタン

〇

〇

〇

〇

MET-10X〇－－

MP0R-FP-BT

〇

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

－

MDC-MX シリーズ

NL42A/52A/62A

PD3259PM300BTPTA-BT

SK-110TRH-B

p. 35

(※2)
DATA ボタン(※2)

PAUSE/CONT キー(※2)
HOLD ボタン(※2)
HOLD ボタン(※2)
トリガースイッチ
(※2)
－

型番
SSC-650/750/850

セル反映ボタンを測定器本体のボタンを押して入力(※1)

押して入力

DATA ボタン

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

TKR12M〇－－

TKR12P

〇

－

－

〇

〇

SSD-215

SSM-750/850

STC2-BT

6006-BT

(※2)
→ボタン
(※2)
SET ボタン(※2)
MEM キー（※2）

電源/機能スイッチ(※2)※1

ボタン配置・形状等の詳細については、各測定器のマニュアルを参照してください。

※2

設定することで、測定値を出力できます。
設定方法については、P.49「14.1④(カ) 本体トリガの値取得方法」を参照してください。

※3

「手動」
「印加中任意入力」時のみ、測定値を入力できます。

p. 36

12.2 測定を行う(AutoCAD)
測定器の操作については、測定器のマニュアルを参照してください。ここでは測定器の種類に限らず共通の操作について説明します。

AutoCAD に測定値を反映する
リボンメニューの「測定」ボタンを押下すると、該当する測定ポイントが網掛け表示されます。

入力方法は、以下の通りになります。

p. 37

測定ポイントをタップして入力する手順(例：FT3425 の場合)

入力したい測定ポイントをタップすると、測定値が入ります。

p. 38

測定ポイントをタップ後、「測定器本体の操作」を行って入力する手順(例：FT3425 の場合)

事前に BLuE の「入力ボタントリガ」と表示されている箇所をクリックし、「本体トリガ自動」に切り替えます。入力したい測定ポイントをタップし、測定器本体の「HOLD」ボタンを押すと、測定値が入り
ます。

p. 39

p. 40測定ポイントをタップ後、「測定器本体の操作」を行って入力する手順(例：KEW3441BT の場合)

入力したい測定ポイントをタップし、測定器本体の印加ボタン(橙ボタン)を長押し、離すと同時に測定値が入ります。

p. 41

注記


測定器によって、入力方法・操作するボタンが異なります。
詳細については、P.34～P.36「表２ 各測定器の測定値入力方法」を参照してください。

p. 42

13 終了する
13.1 試験記録表・図面を保存する
Excel・AutoCAD それぞれ、保存ボタンを押し保存してください。

13.2 BLuE を終了する
BLuE 右上の「×」ボタンを押すと終了します。

14 その他
14.1 BLuE の設定
BLuE の設定ボタンを押すと、下記設定ができます。

②

③
①

④

① 接続時自動遷移（ア） 有効の場合
接続管理画面で BLuE と測定器を接続すると、メイン画面へ自動遷移します。
（イ） 無効の場合
接続管理画面で BLuE と測定器を接続しても、メイン画面へ自動遷移しません。BLuE 画面上部の「戻る」をタップして、メイン画面へ遷移してください。

p. 43

② 入力先 AP の指定
入力先 AP を指定することができます。(全タイプ連携可/AutoCAD/Excel)③ ライセンス情報
BLuE のライセンス情報を表示します。

p. 44

④ 個別設定
各測定器ごとに設定ができます。(例：KEW4505BT コンセントテスタ)

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

（ア） 測定器リスト
設定を変更する測定器をリストから選択できます。

（イ） 入力先 AP 連携
連携する入力先 AP を指定することができます。(全タイプ連携可/AutoCAD/Excel)（ウ） 出力対象
出力する測定値を設定できます。

p. 45

（エ） 各種設定
各種設定ができます。

(オ)
(カ)

（オ） 個別入力、一括入力
BLuE は最大 4 つまでの入力 AP(Excel・AutoCAD)と連携することができます。
組合わせは自由であり、複数の帳票・図面に対して、個別または一括で測定値を入力することができます。
注記

個別/一括入力ともに、測定値入力方法は、BLuE の入力ボタンを押して入力してください。

【個別入力例】
BLuE 側で「個別入力」を選択します。

p. 46

入力したいセルを選択し、「→②」ボタンを押します。

選択したセルに測定値が入ります。

p. 47

【一括入力例(Excel と AutoCAD)】
BLuE 側で「一括入力」を選択します。

入力したいセル・測定ポイントを選択します。

p. 48

同じ測定値が選択したセル・測定ポイントに入力されます。

（カ） 本体トリガの値取得方法
入力先 AP に対しての測定値入力方法を選択できます。
「自動」：測定値取得後、入力先 AP へ自動で測定値を反映します。
「測定器本体トリガ」：測定器本体のボタンを押すことで、測定値を反映します。
「手動」：測定値取得後、BLuE 側のボタンを押下して、入力先 AP へ測定値を反映します。
「入力ボタントリガ」：測定値取得後、BLuE 側のボタンを押下して、入力先 AP へ測定値を反映します。

p. 49

⑤ 接続履歴
一度接続したことのある測定器であれば、接続履歴から接続することもできます。
BLuE の「測定器接続」ボタンをクリックすると機種選択画面を表示します。
接続履歴の行を選択すると、過去に接続した測定器の一覧が表示されます。

p. 50

接続履歴一覧のイメージは以下のとおりで、各種操作ができます。

ステータス列：接続状態を表します。接続／切断ボタンで接続や切断ができます。

任意管理番号：

各測定器に任意の番号を付けることができます。

再接続ボタンで接続可能：

メイン画面の再接続ボタンをクリックすると、測定器リスト内に表示されている測定器を上から順に再接続します。

メイン画面で接続可能：

アプリ起動時に、対象の測定器を測定器リストに表示します。
「接続」ボタンを押下すると再接続します。

履歴削除：

対象の測定器の接続履歴を削除します。

p. 51

14.2 Excel の設定
Excel の設定ボタンを押すと、下記設定ができます。

①

②

③

① 測定器リスト
設定を変更する測定器をリストから選択できます。

② 測定値入力後のカーソル位置
測定値入力後にカーソルが自動的に指定した方向に移動します。
(移動しない/自動で下へ/自動で右へ)③ 1 回で複数の測定値が来た場合複数の測定値が来た場合の入力方法を指定できます。
(1 件目のみ入力/下方向へ全件入力/右方向へ全件入力)

p. 52

各種設定ができます。

① 測定＋測定ポイントの作成「測定」ボタンと「新規ポイントの作成」ボタン両方を有効にした状態で、CAD 図面の任意の箇所をタップすると、測定ポイントの作成と同時に測定値が入ります。

注記


測定手順については、P.37「12.2 測定を行う(AutoCAD)」を参照してください。

p. 53

② 測定ポイントを削除する「測定ポイントの削除」を押下し、削除したい測定ポイントを選択します。測定ポイントは同時に複数選択できます。

「削除実行」ボタンを押すと、「選択した測定ポイントを本当に削除しますか？」のダイアログが表示され、「OK」ボタンを押すと、削除されます。

p. 54

p. 55

③ 測定ポイントを復元する「測定ポイントの復元」を押下し、復元したい測定ポイントを選択します。測定ポイントは同時に複数選択できます。

「復元実行」ボタンを押すと、「選択した測定ポイントを本当に復元しますか？」のダイアログが表示され、「OK」ボタンを押すと、復元されます。

p. 56

p. 57

④ 測定ポイント書式設定
測定ポイントのデフォルト書式を設定します。「設定」ボタンを押下すると、形状、サイズ、色（測定前）を設定することができます。変更後に、「保存」ボタンを押下することによりデフォルト設定され
ます。

項 目

設定内容

形状

”〇”、”□”、”△”、”×”、”◇”

サイズ

0.5 倍、1.0 倍以降は＋1.0 倍を 20.0 倍まで選択可能

色（測定前）”赤色”、”青色”、”緑色”、”黄色”、”水色”、”紫色”、”白色”、”ByLayer”

p. 58

測定ポイントに表示する測定結果の書式を設定します。色（測定後）、測定結果のテキスト生成ルー
ルを設定することができます。

項 目

設定内容

色（測定後）”赤色”、”青色”、”緑色”、”黄色”、”水色”、”紫色”、”白色”、”ByLayer”

描画ルール

”引出線”

p. 59

⑤ 測定ポイント書式変更
測定ポイントの書式（形状、色、サイズ、測定結果のテキスト生成ルール）変更ができます。
注記

測定ポイントのデフォルト書式設定については、P.58「14.3④ 測定ポイント書式設定」を参照してください。

「ポイント書式編集」を押下し、編集したい測定ポイントを選択します。

「書式編集実行」を押します。

p. 60

書式編集のダイアログで、形状、サイズ、色、測定結果のテキスト生成ルールをプルダウンから選択
します。

項 目

設定内容

形状

”〇”、”□”、”△”、”×”、”◇”

サイズ

0.5 倍、1.0 倍以降は＋1.0 倍を 20.0 倍まで選択可能

色（測定後）”赤色”、”青色”、”緑色”、”黄色”、”水色”、”紫色”、”白色”、”ByLayer”

描画ルール

”引出線”

テキスト生成ルール

デ ジ タ ル ノ ギ ス ： “ 測 定 値 (+123.45) 、 測 定 値 ＋ 単 位(+123.45MM)”

コンセントテスタ：”電圧値/極性/接地(改行区切り)、
電圧値/極性/接地(カンマ区切り)”

リーククランプ：“電流(1.23)、電流(1.23mA)”
M-1140X/XR、M-1141X/XR、MCL-800DX/DXR は、以下の選択が可能“CL01 温度(24.6)、CL01 温度(24.6℃)、
CL01 湿度(45.6)、CL01 湿度(45.6%RH)、
CL01 電流 MAX(3.21)、CL01 電流 MAX(3.21ｍA)、
CL01 電流/温度/湿度/電流 MAX(改行区切り)、
CL01 電流/温度/湿度/電流 MAX(カンマ区切り)、
CL01 電流/温度/湿度(改行区切り)、
CL01 電流/温度/湿度(カンマ区切り)“

p. 61

クランプメータ：” 測定値(123.4)、OPEN、OVER など、
測定値＋単位(123.4A)、OPEN、OVER など“

デプスゲージ：“測定値(+123.4)、測定値＋単位(+123.4MM)”

DMM：”測定値(123.4)、オーバーロード(OL)、
測定値＋単位(123.4V)、オーバーロード(OL)”

接地抵抗計：“測定値(1.23) オーバーレンジ(OL)、測定値(1.23)
オーバーレンジ(>4199)、測定値＋単位(1.23ohm)オーバーレ
ンジ(>4199ohm)”

照度計：”測定値(123.4)、オーバーロード(-OL-など)、
測定値＋単位(123.4lx)、オーバーロード(-OL-など)”

メガー：”測定値(123)、オーバーレンジ(OL)、
測定値(123)、オーバーレンジ(>209.9)、
測定値＋単位(123MΩ)、オーバーレンジ(>209.9MΩ)”

マイクロメータ：“測定値(+123.456)、
測定値＋単位(+123.456MM)”

圧力計：“測定値(120.5)、測定値+単位(120.5kPa)”

検相器：”相回転、R-S/S-T/T-R 電圧(改行区切り)、R-S/S-T/T-R
電圧(カンマ区切り)、相回転/ R-S/S-T/T-R 電圧(改行区切り)、相回転/ R-S/S-T/T-R 電圧(カンマ区切り)”

トルクドライバ：“測定値(-123.4)、測定値＋単位(-123.4cN-m)、
トルク/角度/判定結果(改行区切り)、トルク/角度/判定結果(区切り)”

温湿度計：“CH1 温度(24.5) BURN OUT など、CH1 温度(24.5℃)
BURN OUT など、CH1 湿度(60) BURN OUT など、CH1 湿度(60%) BURN OUT など、CH2 温度(23.3) BURN OUT など、CH2

p. 62

温度(23.3℃) BURN OUT など、CH2 湿度(62) BURN OUT など、
CH2 湿度(62%) BURN OUT など、CH1 温度/温度(改行区切り)、
CH1 温度/温度(カンマ区切り)、
CH1 温度/温度/CH2 温度/温度(改行区切り)、CH1 温度/温度/CH2 温度/温度(カンマ区切り)”

トルクレンチ：“測定値(123.4)、測定値＋単位(123.4cN・ｍ)”

風速温湿度計：“風速(12.34)、風速(12.34m/s)、温度(31.2)、温度(31.2℃)、湿度(60.3)、湿度(60.3%RH)、風速/温度/湿度(改行区切り)、風速/温度/湿度(カンマ区切り)”

風速温度計：”風速(12.34)、風速(12.34m/s)、温度(31.2)、
温度(31.2℃)、風速/温度(改行区切り)、風速/温度(カンマ区切り)”

デジタルメジャー：“測定値(12.3)、測定値+単位(12.3ｍｍ)”

室内環境測定器：“温度(28.9)、温度(28.9℃)、湿度(50.6)、湿度(50.6%rh)、CO(0.1)、CO(0.1ppm)、CO2(400.0)、
CO2(400.0ppm)、気流(0.07)、気流(0.07m/s)、粉じん(0.001)、粉じん(0.001mg/m3)、騒音(64.9)、騒音(64.9dB)、
照度(748)、照度(748lx)、温度/湿度/CO/CO2/気流/粉じん/(改行区切り)、温度/湿度/CO/CO2/気流/粉じん(カンマ区切り)、温度/湿度/CO/CO2/気流/粉じん/騒音/照度/(改行区切り)、温度、
湿度/CO/CO2/気流/粉じん/騒音/照度(カンマ区切り)”

音圧計：“測定値(123.45)、測定値+単位(123.45dB)”

水位・圧力計：“開始値+単位、終了値+単位、開始値/終了値(改行区切り)、開始値(+温度)/終了値(+温度)(カンマ/改行区切り)”

電力量計：“測定値(12345.67)、測定値+単位(12345.67kWh)、
形名/計器 ID/有効電力量/乗率(改行区切り)”

膜厚計：“測定値(123.45)”

p. 63

⑥ 測定ポイントを既存オブジェクトから作成(コンセントテスタの場合のみ)
図面上に描かれているコンセントシンボルを測定ポイントとして設定することができます。
注記Tfas 等で作成したコンセント図面を DWG 変換する際、「DWG/DXF Ver を 2013 以上」に設定
し、保存してください。
「DWG/DXF Ver を 2013 以上」に設定していないと、動作しない恐れがあります。必ずご確認ください。

使用するコンセント図面を開きます。

p. 64

使用する図面を開いたら、「設定」ボタンを押します。

「共通設定」ボタンを押します。

p. 65

全種別一覧から「コンセントテスタ」を選択し、「追加」ボタンを押します。

「保存」ボタンを押します。

p. 66

「設定を保存しますか？」のダイアログが出るので、「ＯＫ」ボタンを押します。

「保存」ボタンを押します。

p. 67

「設定を保存しますか？」のダイアログが表示されるので、「ＯＫ」ボタンを押します。

種別選択から「コンセントテスタ」を選択します。

p. 68

「既存オブジェクトの指定」ボタンを押します。

押下すると、「コンセント自動抽出を行いますか？」のダイアログが表示されるので、「OK」ボタンを
押します。

p. 69

押下すると、「現在表示中のレイヤの図面変換(コンセント自動抽出、白黒変換)を行います。本当に実行しますか？」のダイアログが表示されるので、「OK」ボタンを押します。

しばらくすると、コンセントシンボルだけが黄色で表示され、それ以外は白黒変換されます。
注記


図面自体のデータ容量によって、変換時間が異なります。

p. 70

コンセントシンボルを測定ポイントとして設定できます。

p. 71

⑦ 測定不可(コンセントテスタの場合のみ)
本機能は、コンセントテスタの測定ポイントに対して色で定義付けを行う機能になります。
黄色：測定ポイント作成時（未測定）
水色：測定を実施し、測定値が正常の場合
赤色：測定を実施し、測定値が異常の場合
青色：実物なし（「測定不可」機能で編集）
緑色：図面と実物はあるが、測定できない（「測定不可」機能で編集）
白色：測定対象外（「測定不可」機能で編集）「測定不可」ボタンを押します。

p. 72

色変更するコンセントシンボルを選択します。測定ポイントは同時に複数選択できます。

「測定不可実行」を押します。

p. 73

変更したい色を選択します。

p. 74

⑧ 連続測定
注記 連続測定機能は「一括入力」には対応していません。
必ず設定を「個別入力」に切り替えてから測定してください。
設定方法については、P.46「14.1 ④（オ）個別入力、一括入力」を参照してください。

入力ボタントリガを設定して測定する場合(FT3425 の場合)
「測定ポイントの作成」ボタンを押します。

p. 75

任意の箇所をタップし、測定ポイントを作成します。

「連続測定」ボタンを押します。

p. 76

下記のダイアログが表示されるので、測定ポイント番号「１」から測定する場合は「1 番目から連続測定実行」ボタンを押してください。
それ以外の測定ポイント番号から測定する場合は、開始する測定ポイントを選択してください。

「測定を待っています」ダイアログが表示、測定値が入力され次のポイントへ自動で遷移します。
※以降、繰り返し

p. 77

測定対象の測定ポイントに測定値が入力されると、自動で連続測定が終了します。

p. 78

測定器本体トリガを設定して測定する場合(FT3425 の場合)
「測定ポイントの作成」ボタンを押します。

任意の箇所をタップし、測定ポイントを作成します。

p. 79

BLuE の「入力ボタントリガ」と表示されている箇所をクリックし、「本体トリガ自動」に切り替えま
す。

p. 80

注記
 本体トリガ自動については、P.49「14.1④（カ）本体トリガの値取得方法」を参照してください。

「連測測定」ボタンを押します。

p. 81

下記のダイアログが表示されるので、測定ポイント番号「１」から測定する場合は「1 番目から連続測定実行」ボタンを押してください。
それ以外の測定ポイント番号から測定する場合は、開始する測定ポイントを選択してください。

p. 82

「測定を待っています」ダイアログが表示されるので、測定器本体の「HOLD」ボタンを押してくだ
さい。

注記


測定器本体のボタンは、測定器ごとに異なります。
詳細については、P.34～P.36「表 2 各測定器の測定値入力方法」を参照してください。

p. 83

測定値が入力され、次の測定ポイントへ自動で遷移します。

※以降、繰り返し

注記

連続測定を途中で中止する場合は、BLuE の「×（水色）」ボタンを押してください。

p. 84

測定対象の測定ポイントに測定値が入力されると、自動で連続測定が終了します。

p. 85

⑨ 測定ポイント番号の表示/非表示切替「切替」ボタンを押すと、測定ポイント脇に表示されている番号の表示/非表示を切り替えられます。
注記 デフォルトは、表示状態になります。

p. 86

⑩ 測定ポイント番号の変更/登録
デフォルトは、測定ポイントを作成した順番に自動で番号が付与されますが、任意の順番に振りなおすことが可能です。「順番リスト登録」ボタンを押します。

測定する順番に測定ポイントをタップします。

p. 87

「登録」ボタンを押します。

定義した通りに、順番が振りなおされます。

p. 88

15 FAQ
システム仕様Q．BLuE が前面に表示されていない状態で測定値を出力できますか？
A．BLuE が前面に表示されていない状態で測定値を出力することはできません。

起動/連携する
Q．専用アイコンをタップしてもシステムが起動しない。
A．販売元に連絡してください。

Q．ライセンス確認画面が出る。
A．ライセンス画面の閉じるボタンを押すと操作が可能になります。
→上記でも改善しない場合は販売元に連絡してください。

Q．測定値は表示されているが「→①」ボタンが表示されず測定値をセルに出力できない。
A．BLuE と Excel が連携されていない状態、Excel の BLuE タブに表示されている「測定」ボタンを押して BLuE と Excel を連携させてください。
測定ボタンの表示が「→①EXL」に変わると連携中となり、BLuE にも「→①EXL」ボタンが表示されます。

Q．測定器と BLuE for Windows がつながらない。
A．下記(1)～(6)を順々に実施してください。
(1) Windows のエディションが Windows 10 64bit 版である事を確認してください。
当システムは Windows 10 64bit 版以外のバージョンでは動作しません。
(2) 測定器の電源が ON になっているか確認してください。
(3) PC と測定器を近づけた状態で再度接続を実施してください。
(4) Windows の Bluetooth 設定が ON になっているか確認してください。
(5) エラーが出続ける場合、測定器の電源 OFF/ON、Windows の Bluetooth 設定 OFF/ON を行ってから、再度接続を実施してください。
(6) それでも改善しない場合は、PC を再起動してから、再度接続を実施してください。
→上記でも改善しない場合は販売元に連絡してください。

p. 89

接続/切断する
Q．トルクレンチ CEM3-BTS、温湿度計 LR8514、トルクドライバ STC2-BT、圧力計 KDM30、膜厚計 MP0R-FP-BT、バッテリ式トルクドライバ PTA-BT が測定器接続画面に表示されない。
A． 上記の測定器は機器の仕様上、あらかじめ Windows との Bluetooth ペアリングが必要です。
Windows の設定画面（Bluetooth とその他のデバイス）でペアリングしてから、接続を試して下さい。
ペアリング方法については、P.12「9.2 測定器のペアリング」
接続方法については、P.25「11.1① 通常の接続」をそれぞれ参照してください。

Q．温湿度計 LR8514 のペアリング、接続ができたにもかかわらず、以下メッセージが右下に表示され、接続できない。

A. 稀にこの事象が発生します。上記メッセージが出た場合、メッセージをタップし、「許可」ボタンを押してください。

成功すると、下記メッセージが出ます。これで対応完了です。
上記手順を行っても解決されない場合は、お問合せください。

p. 90

測定する
Q．「→①」ボタンをクリックしても測定値が出力できない。
A．Excel 上で図形などのオブジェクトが選択されている状態、またはセルに対して文字の入力待ちになっている状態では測定値が反映されません。オブジェクトの選択をやめセルを選択する、文字の入力を終了しセルを選択する操作をしたのちに再度「→①」ボタンをクリックしてください。

Q．測定ポイントに測定値を反映できない。
A．測定ポイントが網掛け表示されていること。リボンメニューの「測定」を押下した段階で、該当の測定ポイントが網掛け表示されます。その後、測定値を反映する測定ポイントをピックします。
（青色の網掛けに変更）
A．測定器が接続されていること。測定画面に切り替っていること。
（測定値が表示されていること。
）
A．測定画面（BLuE）に切り替わっており、測定値入力ボタン（→①）（グレー色）が表示されていること。

その他
Q．測定ポイントを作成したら、サイズが合わない。
A．リボンメニューの「ポイント書式編集」で、サイズを変更可能です。0.5 倍～20 倍の変更が可能です。

Q．測定ポイントを作成したら、色が合わない。
（コンセントテスタ以外）
A．リボンメニューの「ポイント書式編集」で、色を変更可能です。赤色、青色、緑色、黄色、水色、紫色、白色、ByLayer の変更が可能です。

Q．測定ポイントを作成したが、形状を変更したい。（コンセントテスタ以外）
A．リボンメニューの「ポイント書式編集」で、形状を変更可能です。〇、□、△、×、◇の 5 種類の変更が可能です。

Q．測定ポイントを作成したが、色が合わない。
（コンセントテスタの場合）
A．
「ポイント書式編集」では、色の変更はできません。測定ポイントの状態を表す「測定不可」機能
にて色を変更してください。

p. 91

Q．測定ポイントを作成したら、形状を変更したい。（コンセントテスタの場合）
A．リボンメニューの「ポイント書式編集」で、形状を変更可能です。”2 極コンセント(2 口)”、”2 極コンセント”、”3 極コンセント”、”防水コンセント”、“アースターミナル付きコンセント”、”3 極コンセント(2 口）”、”アースターミナル付きコンセント(2 口)”、”引っ掛けコンセント”、”床付け
コンセント”、”ジョイントボックス”の 10 種類の変更が可能です。

Q．測定ポイントが削除できません。
A．種別で選択されている測定器と削除しようとしている測定ポイントがあっていないと削除対象となりません。なお、既存オブジェクト指定で測定ポイント化すると、削除レイヤに移動しますが、図形（測定値も）としては表示された状態となります。

Q．測定ポイントが復元できません。
A．削除した際、測定ポイントに測定値が反映されていないと復元対象にはなりません。

Q．測定値を反映すると測定の書式が変更されてしまいます。
A．測定結果の書式は、リボンメニューの「設定」で保存された書式が優先されます。形状、色、サイズは、「ポイント書式編集」の変更が優先されます。

Q．複数の AutoCAD（以降 CAD１、CAD２と表記）を起動し、CAD１でリボンメニューの「設定」で形状を変更して測定後、CAD２で測定すると、CAD１で設定したはずの形状ではなく、変更前のままだった。
A． CAD２での測定前にリボンメニューの「測定」又は、「ポイント書式編集」、「設定」などを操作することにより CAD１の設定が反映されます。また、測定後にリボンメニュー「ポイント書式編集」から測定ポイントの形状などの変更は可能です。

Q．リボンメニューおよび AutoCAD のメニューも押下できない。
A．図面もしくは、AutoCAD の「閉じる」ボタンを押下してください。表示されたダイアログで「キャンセルボタン」を押下すると元に戻ります。

Q．測定器の使い方を知りたい。
A．測定器の説明書をご確認ください。

Q．Excel の基本的な使い方を知りたい。
A．Microsoft のヘルプ、サポートをご確認ください。

p. 92

Q．AutoCAD の基本的な使い方を知りたい。
A．Autodesk のヘルプ、サポートをご確認ください。

Q．AutoCAD のバージョンで”2020”よりも古いバージョンでも動作しますか。
A．インストールできません。

Q．AutoCAD のバージョンで”2020”よりも新しいバージョンでも動作しますか。
A．AutoCAD2021/2022/2023 用のインストーラーからインストールすることができます。

p. 93