飲料生産ライン向け：X 線検査装置の紹介（入味・異物検査）

1. はじめに

2. 飲料生産ライン向け X 線検査装置

近年生産ラインの高速化が進み、特にアルコー

2.1 X 線入味・異物検査装置（TGX60-2010S）

ル飲料の生産ラインは国内最速の 2000 本／分のX 線入味・異物検査装置（図 1）は、以前から製高速ラインが一般化されており、それに伴い検査作している X 線入味検査装置（図 2）と X 線異物検装置の高速化も必要となった。

査装置（図 3）を同一筐体に集約し、高速で検査す

きょうたい

また、生産ラインの品質向上、自動化、低コスる装置である。

ト化も進んでおり、当社はお客様のニーズに合わ容器が不透明な缶飲料製品など、高速で生産させた装置のラインナップを充実させてきた。

れているラインでは、目視または、可視光での検査ができないため、内容液量を計測および検査す

図2

X 線入味検査装置 単体機（TGX10-26B）

図3

X 線異物検査装置 単体機（TGX30-1010）

1 台に集約図1

X 線入味・異物検査装置（TGX60-2010S）—63—

IIC REVIEW/2021/04. No.65

る X 線入味検査装置と、内容液充填過程で、製品調整に関しても、良品を見本画像データとして内に入り込む可能性がある沈殿異物を検査する X

登録し、見本画像との比較による検査を行ってい線異物検査装置をそれぞれ生産ラインに設置するるため、調整または新品種の追加登録も容易にで必要性がある。

きる（図 5）。

この入味検査と異物検査の同一筐体装置は、当社独自の装置である。2 つの装置を、同一筐体とすることで省スペースかつ省エネ化を実現している。
また、これまで充填速度が 2000 本／分の高速ラインでは、検査装置の処理能力に合わせるため、

図5

充填後のラインを 2 分岐し、検査装置をそれぞれ異物検査画像（3）製品仕様（アルミ容器製品の場合）

2 台設置するなど必要性があった。しかし、当社の検査装置は（X 線入味および異物検査装置の単検査能力 2000 本／分体機も含め）高速の製造ラインに対応しているこ検査精度とより、生産ラインの分岐は必要とせず生産ライ

X 線入味検査部：0.1mm 単位の高さ設定

ンのコンパクト化、低コスト化にも役立っている。

X 線異物検査部：（1）入味検査部の特徴

・ SUS 球 f2.0mm 以上の検出（コンベヤ速度

X 線にて透過した製品をラインセンサにて撮像140m ／分時）しているため、高速で移動する製品でも安定した・ SUS 球 f3.0mm 以上の検出（コンベヤ速度画像が得られ、かつコンベヤと同期をとることで200m ／分時）変速時にも安定した画像で検査ができる。

また、実際のラインでは、検査の結果不良と判

また、測定結果は複数のラインで測定値を平均断された製品をコンベヤ上からノンストップで排化しているため、液揺れの影響も少ない（図 4）。

除する高速排出装置（図 6）も必要となる。当社では、検査装置と合わせて 2000 本／分（コンベヤ速度 200m ／分）に対応した排斥装置システムも開発、製造している。実際導入されている生産ラインでは、検査装置も含め好評を得ている。

図4

入味検査画像（2）異物検査部の特徴
入味検査同様、X 線とラインセンサで構成しており、沈殿した異物が、最も浮き出る位置に X 線
図6およびラインセンサを設置している。
—64—

高速排出装置2.2 高精度（高解像度）型 X 線異物検査装置

器製品の場合）（TGX30-1020S）

・ SUS 球 f0.7mm 以上の検出（主に樹脂容器2.1 節で紹介した検査装置および従来の X 線異製品の場合）

物検査装置は主に高速ラインに適用している装置
2.3 2BeamX 線異物検査装置（TGX30-806W）

であるが、エンドユーザーのニーズや、製造ライ2BeamX 線異物検査装置（図 9）は、形状が複雑ンに合わせ高精度に特化した X 線異物検査装置（図 7）も製品化している。

なガラス容器製品に多く採用されており、同一筐標準型の X 線異物検査装置よりも自社製ラインセ

体内で 2 方向から X 線で撮像する。本装置は、沈ンサの素子サイズを 1 ピクセル = 0.4mm から 1 ピク

殿異物や浮遊異物（粘性の高い内容液の場合）を検セル = 0.2mm に細分化および駆動回路の高速化を出する当社独自の装置である。

図り、アルミ容器製品にて SUS 球 f1.0mm（図 8）

ガラス容器製品はびん底も含め形状の影響によの沈殿異物の検出を実現している。

り死角が発生する。このため 1 方向のみでは 2mm製品仕様以下の沈殿異物の検出は極めて困難である。
本装置は、側面 2 方向（図 10）で撮像すること

検査能力 1000 本／分（コンベヤ速度 60m ／分）
検査精度

でびんの形状の影響による死角を低減し、SUS 球X 線異物検査部：

図7f2mm の検出を実現している。

・ SUS 球 f1.0mm 以上の検出（主にアルミ容

なお、内容液が透明で容器が新びんの場合は、高精度型 X 線異物検査装置（TGX30-1020S）

図9

図82BeamX 線異物検査装置（TGX30-806W）

X 線異物検査画像イメージ—

65—

IIC REVIEW/2021/04. No.65

※ 容器形状により検出能力が変動する場合が可視光での検査も有効ではある。しかしリサイクある。

ルびん（回収びん）を使用している生産ラインでは、びん外周に付いたスカッフ（すり傷）の影響や3. X 線検査装置の特徴

洗浄による水滴の影響により安定した検出は困難（1）現在製作している X 線検査装置は、すべて電である。これより傷や水滴の影響が少ない X 線で動による自動型替えに対応しており、品種にの検査が有効である。
また、容器の形状や内容物により上下 2 方向よる切替えは操作パネルの操作により 1 分（図 11）の 2BeamX 線検査装置も製作をしており、程度で完了することができ、切替え段取り時追加仕様によりキャッピング時に発生するびんの間の短縮、人員の負荷低減およびヒューマン口欠け検査も可能である。

エラーの抑制に貢献している。

製品仕様（ガラス容器製品の場合）（2）上位の設備（充填機など）との各種ネット

検査能力 600 本／分（コンベヤ速度 60m ／分）

ワーク通信に対応しており検査結果、測定検出能力 ・SUS 球：

f2.0mm 以上

データの受渡しを行うことで上位装置また・ガラス片： □ 5mm 以上

は、製造ラインの稼働管理に寄与している。

・アルミ片： □ 5mm 以上

型替え時および生産稼働中には、自動補正機能により常に同じ条件で安定した検査を実現している。
（3）装置の設置条件は、非接触ストレート搬送であるため、装置導入時のライン改造が少なく、設置に伴うコストが抑えられる。
（4）X 線検査画像モニタを標準装備しており、現在の検査状態および検査判定結果画像の確認ができる。
（5）不良品判定の画像保存機能により過去の不良検出画像の確認ができる。

図 102Beam X 線検査イメージ 1

4. まとめ今後生産ラインは、労働環境の変化により自動化がますます進んでいく傾向にある。検査装置に対する要望はリモート制御や管理機能、予知保全機能など、範囲が広がってきている。
今後とも、要望にしっかり応えていきたい。
文責
高嶋技研株式会社

図 11

2Beam X 線検査イメージ 2

次長
—66

—

営業部
大嶋 猛夫