1

はじめに
このたびは、グルコカード

Ｇブラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

●この取扱説明書には、グルコカード Ｇブラックを使って血糖値を測定するための操作方法と注意点が書かれています。
●お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しい操作で血糖値を測定してください。
＊●あわせて、自己検査用グルコースキット「Ｇセンサー 」と採血器具の添付文書および取扱説明書もお読みになり、注意事項をお守りください。
●この取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。

EMC適合
本測定器は、EMC 適合規格JIS C1806-2-6:2012に適合しています。
特記事項： エミッションの分類
クラスB＊体外診断用医薬品承認番号21400AMZ00483000
・化粧箱および取扱説明書のグルコカード Ｇブラックのイラスト表示は簡略化してありますので、実際とは異なります。

©2013

アークレイ株式会社

表記記号について

表記記号について

準
備

記載事項を守らないと、使用者または周囲の人がけがをしたり、物的損傷を受けたり、正しい測定結果を得られなかったりすることがあります。

使用上の注意記載事項を守らないと、使用者または周囲の人が命の危険にさらされることがあります。

はじめにこの取扱説明書では、注意していただきたい事項に以下の表記記号をつけています。

2

測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは知っておくと便利な情報が記載されています。

定

正しい操作と測定のために、おぼえておいていただきたい情報です。測定器の故障につながる取り扱い、正しい測定結果を得られない原因、および機能の正しい使用方法について記載しています。

3

もくじ
はじめに

便利な機能

はじめに............................................................................................... 1
表記記号について ............................................................................ 2

便利な機能の一覧 ..........................................................................49
記憶データを確認する .................................................................54

もくじ ................................................................................................... 3

削除マークを記憶データにつける ..........................................55

説明の流れ .......................................................................................... 5

操作説明を確認する(電源オフから) .......................................56
操作説明を確認する(センサー挿入後)...................................57

使用上の注意測定タイミングを測定結果に付加する（測定直後）........59

使用上の注意...................................................................................... 7

低値/高値の原因情報を測定結果に付加する(測定直後) .60
カスタム画面を表示する.............................................................61

準備
グルコカードメニューの基本操作......................................................................62
Ｇブラックとは...............................................21

記憶データを確認する .................................................................66

各部の名称 ........................................................................................23

削除マークを記憶データにつける ..........................................67

EASY・CUSTOM・FULLモードの設定 ...................................24

記憶データの測定タイミングを修正・付加する...............68

梱包品の確認....................................................................................25

記憶データの低値/高値の原因情報を修正・付加する....70

収納ケースの使いかた .................................................................26

低値の記憶データを確認する ...................................................72

血糖値の測定に必要なもの（別売品）...................................27

高値の記憶データを確認する ...................................................75
目標範囲内の記憶データを確認する......................................78

測定
血糖値の測定....................................................................................31

平均値の集計データを確認する...............................................81
測定値をグラフで確認する ........................................................83

もくじ
困ったときは操作方法に困ったときは.......................................................... 141
画面に表示される記号・マーク ............................................ 149

アラームを設定する ......................................................................95

エラー表示の原因と対処方法................................................. 153

測定時間帯を設定する .............................................................. 100
保証規定 .......................................................................................... 161

画面の明るさ・ブザー音を設定する................................... 110

索引 ................................................................................................... 163

備

装置仕様 .......................................................................................... 159

高値の表示を設定する .............................................................. 107

準低値の表示を設定する .............................................................. 104

使用上の注意

食後経過時間を計測して記録する...........................................90
食後経過測定の測定値をグラフで確認する ........................94

はじめに

日内の血糖値変動を確認する....................................................874

日付と時刻を設定する .............................................................. 112

測Bluetooth通信の設定をする ................................................... 116

定Bluetoothの電波法の認証を確認する................................. 120
設定を初期化する・記憶データを消去する ..................... 121
操作説明を確認する（メニュー画面から）....................... 123
Bluetoothでデータを手動で送信する................................. 124
メンテナンス
電池を交換する ............................................................................ 125
コントロール液を測定する ..................................................... 129

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

Bluetoothのデバイスを登録する .......................................... 118

5

説明の流れ
この取扱説明書は、7つの章で構成されています。
グルコカード Ｇブラックを正しくお使いいただくためには、すべてをお読みいただくことが大切ですが、「使用上の注意」「準備」「測定」の章は必ずお読みください。
製品の仕様、保証規定、索引は、この取扱説明書の最後に記載しています。ご参考にお読みください。

説明の流れ

使用上の注意

安全にお使いいただくための注意事項です。
ご使用前に必ずお読みください。

P7〜20

準備

グルコカード Ｇブラックの説明および測定の準備について説明しています。必ずお読みください。

P21〜30測定

血糖値の正しい測定方法について説明しています。
必ずお読みください。

P31〜48

便利な機能

過去の測定結果の呼び出しや各種設定など便利な機能についての説明です。

P49〜124

メンテナンス

電池交換やお手入れの仕方などについて説明しています。

P125〜140

困ったときは思いどおりに操作できないときやエラーが発生したときにお読みください。

P141〜158

準

P1〜6

使用上の注意この取扱説明書について説明しています。

はじめに

はじめに

6

備
測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

7

使用上の注意グルコカードＧブラックを正しく、安全にお使いいただくために守っていただきたいことを以下に示します。

実際の血糖値より高値を示すことがあるので、以下の患者には使用しないでください。〔その偽高値に基づいてインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがあります。〕
・キシロース吸収試験を実施中の患者・プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者
グルコカード Ｇブラックは、原則として患者自身が自宅などで血糖を測定する場合に使用してください。

キシロース吸収試験時には使用しないこと

使用上の注意

8
はじめに使用上の注意準備
測定Ｇセンサー、採血針、電池は、乳幼児の手の届かな
いところに保管してください。万一飲みこんだときは、すぐに医師に相談してください。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは血糖値を測定したあとのＧセンサーには血液が付着しています。病原微生物などの感染を防ぐために、他の人に触れないように廃棄してください。

9

感染の危険性がありますので、一度使った採血針は必ず廃棄してください（詳しくは採血針の添付文書をお読みください）。

使用済みの採血針には血液が付着しています。病原
微生物などの感染を防ぐために、他の人に触れない
ように廃棄してください（詳しくは採血針の添付文
書をお読みください）。

使用上の注意

使用上の注意準備●運動のあとなど、血糖値が急激に変化する可能性のあるとき●発汗/冷や汗、浮揚感、震えなど低血糖の症状があるとき●血糖低下状態で、すぐに低血糖かどうか知る必要があるとき●かぜをひいたときなど、体調のすぐれないときはじめに痛みは少ないですが、気をつけていただきたい
ことがあります。

10

測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは前腕用採血器具をご使用いただくことで、前腕からの採血による測定ができますが、右のようなときには、指先から採血をしてください。

急激な血糖の変動が認められるとき、「前腕の血糖変動は指先よりも遅れることがある」という報告があ
ります。

11

V

1.5

感染の危険性がありますので、採血部位の消毒を必ず行ってください。また、採血後は必要に応じてばんそうこうなどで止血および保護してください。傷口が治りにくいときは、こまめに消毒してください。

使用済みの電池を加熱したり、火に投げ入れたりしないでください。破裂してけがを負うおそれがあります。使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

使用上の注意

12
はじめに使用上の注意準備
測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときはグルコカード ＧブラックとＧセンサーを収納ケースから取り出し、温度10〜40℃、湿度20〜80%の環境に20分〜30分以上なじませてから測定をしてください。
グルコカード Ｇブラックを移動した場合は、温度差が大きいほどなじむまでの時間が必要です。なじんでいな
い場合、温度補正が正常に行われないため正しい測定結果が得られません。また、温度変化の激しいところや湿度の高いところでは、グルコカード Ｇブラック内部に水滴が発生して正しい測定結果が得られません。グルコ
カード Ｇブラックは、0〜45℃の環境で保管してください。また、寒い季節で測定温度範囲外マークが表示されている場合、グルコカード Ｇブラックだけを暖房機や手で直接暖めて測定しないでください。

13
温度
センサー
ココを持たない
でってば〜

消毒センサー挿入口の近くを持たないでください。このあたりには、測定誤差を小さくするための温度センサーが内蔵されています。手のぬくもりの影響で、正しい測定結果が得られません。

液

センサー挿入口に、血液や水分、ほこりなどを入れないでください。正しい測定結果が得られなかった
り、作動しなくなる原因になります。
グルコカード Ｇブラックが汚れたときは、水で湿らせたやわらかい布をかたく絞ってふいてくださ
い。消毒液などを付けて強くふくと、表示部に傷がつくおそれがあります。

使用上の注意

14
はじめに使用上の注意

準
備
測

乾いても
使えません

定

テレビ、電子レンジ、低（高）周波治療器などの電磁波を発生する電子機器の近くでは、正しい測定結果が得られないことがあります。電子機器の電源を切るか、または電子機器から1 ｍ以上離して測定してください。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは水の中に落としたり、内部に水分が流入したグルコ
カード Ｇブラックは、たとえ乾燥させたあとでも使用しないでください。正しい測定結果が得られなかったり、グルコカード Ｇブラックが誤動作することがあります。

15

測定には、必ずＧセンサーをご使用ください。他のセンサーでは測定できません。また、センサー挿入
口に他のセンサーを無理やり差し込まないでくださ
い。故障の原因となります。

Ｇセンサーを手で持ったままにしないでください。
濡れたり汚れたりした手で持たないでください。正しい測定結果が得られません。

使用上の注意

16
はじめに使用上の注意準備測定

使用期限の過ぎたＧセンサーは使用しないでください。正しい測定結果が得られません。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは一度、血液またはコントロール液を吸引させたＧセンサーは使用しないでください。正しい測定結果が得られません。

17

Ｇセンサーがボトル包装の場合、ボトルを開封した
ら、日付をラベルの開封日記入欄に書き込んでください。また、開封してから3ヶ月を経過したボトルのＧセンサーは使用しないでください。正しい測定結果が得られません。

ボトルまたはアルミパックから取り出したＧセンサーは放置したり、別容器に小分け保存したりしな
いでください。正しい測定結果が得られません。

使用上の注意

18
はじめに使用上の注意準備測定

夏場の自動車の車内は60℃近くになります。車内にＧセンサーを放置しないでください。正しい測定結果が得られません。

便利な機能 メンテナンス 困ったときはボトル包装の場合、ボトルからＧセンサーを取り出したら、すぐにボトルのふたを閉めてください。ふ
たが開いたまま保存されていたＧセンサーを使用すると、正しい測定結果が得られないことがあります。
ふたが開いていた場合は、新しいボトルのＧセンサーで測定してください。

19

コントロール液のふたはしっかりと閉めて保存してください。ふたがゆるんでいると、正しい測定結果が得られません。

電池は正しい向きに入れてください。作動しないだ
けでなく、時刻の設定がリセットされることがあります。

使用上の注意

準備
測定

測定結果が青色・赤色で表示されたとき
青色：目標値より低い（初期設定：70 mg/dL以下）
赤色：目標値より高い（初期設定：180 mg/dL以上）

使用上の注意

便利な機能 メンテナンス 困ったときは航空機内への持ち込みは、航空会社の指示に従ってください。本機からの電磁波などが計器類に影響を与えるおそれがあります。

本機には、設定された目標値の上限値以上の測定結果を赤色で、下限値以下の測定結果を青色で表示する機能があります。
目標値の下限値、上限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。

はじめに

グルコカード Ｇブラックは、日本電波法に基づいて技術適合証明を受けておりますので、分解および改造することは法律で禁止されています。

20

21

グルコカードＧブラックとはグルコカード Ｇブラックは、血糖値を自己管理するための自己検査用グルコース測定器です。
以下の特長があります。
●センサーの補正操作の必要がないため、すぐに測定をはじめることができます。
●わずか0.6 μLの血液で測定できます。
●血液を吸引すると自動的に測定がはじまり、5.5秒で測定結果が表示されます。
●カラーと日本語により、わかりやすく画面表示されます。
●操作説明をイラストとアニメーションで確認することができます。
●廃棄レバーにより、手で触れることなくＧセンサーを廃棄できます。
●450回分の測定結果を記憶できるので、必要なときに過去の測定結果を確認することができます。

グルコカード

Ｇブラックとは使用上の注意準備
測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときはそのほかにも便利な機能があります（49ページ参照）。

はじめに●使用目的に応じてモードを選択できます。
EASYモード：
血糖測定と過去の測定結果の確認のみ行えます。
CUSTOMモード： あらかじめ設定された便利な機能を利用できます。
FULLモード：
すべての機能を利用できます。
●操作キーを使って、測定タイミングをつけることができます。
●食事開始時刻を記憶させ、食後経過時間を画面に表示することができます。
●低値・高値となった測定結果に、思い当たる原因を記録しておくことができます。
●過去の測定値を画面で確認することができます。その結果をグラフで表したり、測定タイミングごとの平均値を表示したりすることができます。また、特定の範囲の測定値を検索することもできます。
●アラーム時刻を設定することにより、測定時間をブザーでお知らせします。

22

23

各部の名称
この取扱説明書では、グルコカード

Ｇブラックの各部を以下のように呼びます。

おもて面

うら面
表示部

電池カバー

ストラップ穴USBコネクタ
操作キー
右側面カバー

センサー挿入口

左側面カバー

モード切替
スイッチ

廃棄レバー

EASY・CUSTOM・FULLモードの設定

24

モードを切り替えることで、さまざまな便利な機能が利用できます。モード切替スイッチで切り替えることがで
きます。

はじめに

EASY・CUSTOM・FULLモードの設定

使用上の注意●モード（出荷時の設定）
血糖測定と過去の測定結果の確認のみ行えます。

準※芯が出ていないシャープペンシルの先など、固くて細いものを使ってください。

各モードで使用できる機能については、49ページ「便利な機能の一覧」
を参照してください。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは設定されたモードは、オープニング画面の左下に表示されます。

モード切替スイッチ

定●モード
過去の測定結果の確認のほか、測定や機器に関する設定など、すべての機能が使用できます。

測

FULL CUSTOM EASY

備

●
モード
選択した機能だけが使用できます。

25

梱包品の確認
グルコカード Ｇブラックの箱の中には、以下のものが入っています。これらがすべてそろっていることを確認してください。

グルコカード Ｇブラック

添付文書

収納ケース
取扱説明書

グルコカード

保証書・保証書登録カード

個人情報保護シール

Ｇブラックには出荷時に電池が装填されており、日付と時刻も設定済みです。

収納ケースの使いかた
Ｇブラックを以下のように収納してから、ジッパーを閉めてください。

グルコカードＧブラック

使用上の注意センサーパック（アルミパック包装の場合は、採血針用ポケットの裏に収納）

26
はじめに

グルコカード収納ケースの使いかた

準
備
測
定

センサーボトル（ボトル包装の場合）
採血器具（ゴムに差し込む）

濡れたものを長時間入れたままにしないでください。色移りのおそれがあります。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

採血針

27

血糖値の測定に必要なもの（別売品）
血糖値を測定するには、グルコカード

Ｇブラックのほかに、以下のもの（別売品）を準備してください。

採血器具

採血針

自己

管理
ノー
ト

ばんそうこう（ボトル包装）（アルミパック包装）

Ｇセンサー

消毒綿

Ｇセンサーと採血針は、使用期限内のものをご用意ください。

手帳（自己管理ノートなど）

血糖値の測定に必要なもの（別売品）

はじめに

Ｇセンサー
グルコカードＧブラックには、Ｇセンサーをご使用ください。

アルミパック包装

使用上の注意

ボトル包装

Ｇセンサー

準

血液吸引部

備

吸引確認窓

測

おもて面

定

おもて面
背面
使用期限

うら面

測定原理については、Ｇセンサーの添付文書をお読みください。

うら面

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

挿入部分
（電極）

正面

28

29
採血器具
採血針
ケース

採血器具
穿刺ボタン

状態確認窓

取りはずしレバー

深さ調整ダイアル

ストラップ穴

詳しい取り扱い方法については、採血器具および採血針の添付文書および取扱説明書をお読みください。
弊社では各種の採血器具と、対応する各種採血針をご用意しております。

はじめに

MEMO

30
血糖値の測定に必要なもの（別売品）

使用上の注意準備

測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

31

血糖値の測定1 準備をする

指先から採血し、グルコカード
備してください。

Ｇブラックで血糖値を測定する方法を説明します。はじめに、以下のものを準

自己

管理

採血器具

ノー

ト

手帳
（自己管理
ノートなど）

採血針

グルコカード Ｇブラック（ボトル包装）（アルミパック包装）

Ｇセンサー

消毒綿

ばんそうこう採血器具と採血針の取り扱い方法については、それぞれの添付文書および取扱説明書をお読みください。

血糖値の測定a必ず手を流水で洗います。

使用上の注意準

果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、高値を示すおそれがありま
す。

はじめに

2 手を洗う32

備
測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときはb十分に乾かします。

33
3 Ｇセンサーを取り出す【ボトル包装の場合】
パ
チン【ボトル包装の場合】
aボトルのふたを開け、Ｇセンサーを1枚取り出し、すぐにふたを閉めます。
【アルミパック包装の場合】
aアルミパックを開け、Ｇセンサーを取り出します。

【アルミパック包装の場合】

Ｇセンサーをボトルまたはアルミパックから出して長時間放置したり、手で持ったままにしないでください。また、濡れたり汚れたりした手で持たないでください。正しい測定結果が得られません。または、エラーが発生する可能性があります。

で開く
ここま

ボトル包装の場合、ボトルからＧセンサーを取り出したらすぐにふたを閉めてください。湿気に弱いため正しい測定結果が得られなくなります。または、エラーが発生する可能性があります。

血糖値の測定

aＧセンサーのおもて面を手前にして持ちます。

使用上の注意bセンサー挿入口の奥までしっかりと差し込みます。

はじめに4 Ｇセンサーを差し込む

34

準
備
測

おもて面

定

この画面が表示されているあいだは、Ｇセンサーを血液に接触させな
いでください。エラーが表示されて測定できません。
イラストは
月ごとに
変わります。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは・「ピッ」と鳴って電源が入り、オープニング画面が表示されます。

35
5 画面を確認する

a左図の画面が交互に表示されるのを確認します。
この後、5分以内に手順 8 まで進み、血液を吸引させてください。

2分を過ぎると画面が暗くなり、5分を過ぎると表示が消えます。
前回の測定結果※測定結果がないとき
は「−−−」です。

血糖値の測定a採血する指先を消毒綿で消毒し、十分に乾燥させます。

使用上の注意感染の危険性がありますので、採血部位を必ず消毒してください。

はじめに

6 消毒する

36

準備測

採血部位を十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な場合は、正し
い測定結果が得られません。

定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

37
7 採血をする
穿刺ボタン

a採血器具に採血針をセットします。
・採血器具の取扱説明書 参照
b採血針の先端を指にあてて刺し、小さな傷をつくります。採血針は一瞬だけ皮膚を刺し、自動的にもどります。

感染の危険がありますので、一度使用した採血針は必ず廃棄してください。
以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、低値を示すことがあります。
・脱水状態 ・ショック状態 ・末梢循環障害

血糖値の測定

使用上の注意準備〈血液量の目安〉
直径1.5 mm以上

はじめにc刺し傷をつけたまわりを軽く押し、ゴマ粒大よりも多めの血液を
出します。

38

測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは血液の出が悪いときは、あらかじめ採血する部位を温めたり、マッサージをしたりして、血行を良くしてから採血してください。

39
8 血液に接触させる

a手順 5 の画面が表示されていることを確認します。
電源が切れている場合は、Ｇセンサーを抜き取り、もう一度、差し込
んでください。

ピッbＧセンサーの先端を下に向けて、グルコカード
ちます。

Ｇブラックを持

cＧセンサーの先端に血液を接触させます。

正しい血液の吸引量

血液の吸引量が少ない

d吸引確認窓の全面が赤くなるまで十分に血液を吸引させます。
e「ピッ」と鳴ったら、指をはなします。
・測定が開始します。

吸引確認窓

血糖値の測定

測
定

④はじく

備

③二度付け

準

②すくいとり使用上の注意①押しつけ①Ｇセンサーを皮膚に押しつけないでください。
②Ｇセンサーで血液をすくい取らないでください。
③一度血液からはなしたＧセンサーに、血液を二度付けしないでください。
④Ｇセンサーを皮膚にひっかけて、血液を飛び散らさないでください。

はじめに

血液の吸引が適切でないと正しい測定結果が得られないことがあります。

40

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

41

Ｇセンサーの先端を上向きにした状態で血液に接触させないでください。センサー挿入口から内部に血液が入り、故障の原因になります。

Ｇセンサーの吸引確認窓の上から血液を接触させても測定できません。必ず先端を血液に接触させてください。

血糖値の測定

・カウントダウン「4」「1」が表示されます。

測定結果が表示されるまで Ｇ センサーに振動を与えないでください。
また、途中でＧセンサーを抜かないでください。

使用上の注意カウントダウン

はじめに

9 測定結果を確認する

42

準
備

Ｇブラックに記憶されます。

青色・赤色で表示されたときも、必ず数値を確認してください。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

目標値の下限値、上限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。

定

測定結果が青色・赤色で表示されたとき
青色：目標値より低い（初期設定：70 mg/dL以下）
赤色：目標値より高い（初期設定：180 mg/dL以上）

測a測定結果を確認します。
・測定結果はグルコカード

43「Lo」または「Hi」が表示されたら測定結果が10 mg/dLより低いときは「Lo」、600 mg/dLより高いときは「Hi」と表示されます。
1) 新しいＧセンサーを使って測定をやりなおします。
2) 同じメッセージが表示されるときは、症状がいちじるしく悪化しているおそれがあります。すぐにかかりつけの医師に相談してください。

▲▼■のいずれかを押すとメッセージが解除されます。

血糖値の測定a採血した部位を、消毒綿などで消毒します。

使用上の注意準備

感染の危険があるため、採血部位は必ず消毒してください。また、必要に応じてばんそうこうなどで止血および保護をしてください。
傷口が治りにくいときは、こまめに消毒してください。

はじめに

10 採血部位を消毒する

44

測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

45
11 測定結果を記録する

a測定結果を手帳（自己管理ノートなど）に記録します。
測定結果をかかりつけの医師に報告し、今後の治療方針について相談
してください。

16

15

14

13

12

10

9

体重・治
療・処置
など

寝前

8
7

/dl)

後

夕
前

6
5

後

4

前

3

昼

2

後

1

朝
前

年

成

平

前

名

月：
血

糖

値

(m
g

A1

Hb

C

月

日

％

血糖値の測定準備病原微生物などの感染を防ぐため、血液が付着したＧセンサーは、
他の人に触れないように廃棄してください。

使用上の注意a廃棄レバーをスライドさせ、Ｇセンサーをはずします。
・電源が切れます。

はじめに

12 Ｇセンサーを捨てる46

測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

廃棄
レバー

47
13 採血針を捨てる

a採血器具から採血針をはずします。
かかりつけの医師の指導にしたがって、採血針を廃棄します。

病原微生物などの感染を防ぐため、一度使用した採血針は必ず廃棄してください。また他の人に触れないよう注意して廃棄してください。
穿刺針取りはずしレバー

採血器具と採血針の取り扱い方法については、それぞれの添付文書および取扱説明書をお読みください。

はじめに

MEMO

48
血糖値の測定使用上の注意準備

測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

49

便利な機能の一覧
機

参照ページ

能

削除マークを測定結果につけます。

EASY

CUSTOM

FULL

P55

P67

P67

測定タイミングを測定結果に付加します。

-

-

P59

低値/高値の原因を測定結果に付加します。

-

-

P60

カスタム画面を表示します。

P61

P61

P61

※

P54

P66

P66

メニュー
機能

メモリ
読み出し

記憶データ
検索

記憶データを確認します。

低値検索

低値を検索します。

-

P72

P72

高値検索

高値を検索します。

-

P75

P75

範囲検索

特定の範囲の測定値を検索します。

-

P78

P78

平均値

平均値を表示します。

-

P81

P81

グラフ表示

グラフを表示します。

-

P83

P83

日内データ

一日の血糖値の変動をグラフと数値で表示し
ます。

-

P87

P87

※EASYモードではメニュー機能は使用しません。

便利な機能の一覧

FULL

食事をはじめてから測定までの時間を測定結果に記録します。

-

P90

P90

グラフ

食後経過測定の結果をグラフで表示します。

-

P94

P94

アラーム設定アラームを設定します（初期設定：OFF）
。

-

-

P95

測定時間帯
設定

測定した測定タイミングを付加する機能を
ON/OFFします（初期設定：OFF）。
測定タイミングの測定時間帯を設定します。

-

-

P100

低値設定

目標値の下限値を設定します（初期設定：70
mg/dL以下）。

-

-

P104

低値を青色で表示する機能をON/OFFします（初期設定：ON）
。

-

-

P104

低値の原因入力を付加する機能をON/OFFします（初期設定：OFF）。

-

-

P104

測

測定

備

個人設定

CUSTOM

準

食後
経過測定

参照ページ
EASY

使用上の注意

メニュー
機能

能

はじめに

機

50

定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

目標値の下限値、上限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。

51

機

メニュー
機能
個人設定

能

参照ページ
EASY

CUSTOM

FULL

低値設定

グラフに目標値の下限値を青色の実線で表示する機能をON/OFFします（初期設定：ON）
。

-

-

P104

高値設定

目標値の上限値を設定します（初期設定：180
mg/dL以上）。

-

-

P107

高値を赤色で表示する機能をON/OFFします（初期設定：ON）。

-

-

P107

高値の原因入力を付加する機能をON/OFFします（初期設定：OFF）。

-

-

P107

グラフに目標値の上限を赤色の実線で表示する機能をON/OFFします（初期設定：ON）。

-

-

P107

目標値の下限値、上限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。

便利な機能の一覧

機器設定

EASY

CUSTOM

FULL

-

-

P110

日時設定

内蔵時計の日付と時刻を設定します（初期設定：24時間表示）。

-

P112

P112

ON・OFF
設定

Bluetooth通信を使用するかしないかを設定をします（初期設定：通信 OFF、測定後自動送信 OFF）
。

-

-

P116

デバイス
リスト

Bluetoothで通信するデバイスを登録し
ます。

-

-

P118

認証表示

Bluetoothの認証を表示します。

-

-

P120

名前表示

オープニング画面から使用者の名前を削
除します。

-

-

P121

カスタム
画面

カスタム画面を削除します。

-

-

P121

定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

初期化・
消去

測

Bluetooth
設定

備

画面の明るさとブザー音の設定をします（初期設定：画面 普通、ブザー 高音）。

準

画面・ブザー設定

使用上の注意

メニュー
機能

参照ページ

能

はじめに

機

52

53

機

メニュー
機能

機器設定

初期化・
消去

参照ページ

能

EASY

CUSTOM

FULL

全測定
データ

記憶データをすべて消去します。

-

-

P121

全設定

設定をすべて初期化します。

-

-

P121

全て

記憶データをすべて消去し、設定を初期
化します。

-

-

P121

操作説明

血糖値測定の操作説明を表示します。

P56
※
P57

P56
※
P57
P123

P56
※
P57
P123

Bluetooth通信

Bluetooth通信でデータを送信します。

-

-

P124

※

※

※

※メニュー機能を使用しない方法です。

記憶データを確認する

54

血糖値とコントロール液の測定結果をあわせて最大450件分が記憶されます。450件を超えると、古い記憶デー
タから消去されます。

はじめに

(例)

使用上の注意記憶データを確認する

最新の記憶データ

ひとつ古い記憶データ

準
便利な機能 メンテナンス 困ったときはこれ以上、古い記憶
データはありません。

終了するには、■キーを押し、［電源を切る］を選択します。

定▲：ひとつ前の記憶データにもどります。
▲
キー

測

bひとつ古い記憶データを表示するには、▼キーを押します。
・最後に［END］が表示されます。

備

▼
キー

a■キーを押します。
・しばらくすると、最新の記憶データが表示されます。

55

削除マークを記憶データにつける
明らかに正しくないと思われる測定値に削除マークをつけます。削除マークをつけても記憶データには残ります。
a目的の記憶データを表示します。
54ページ「記憶データを確認する［EASY］」参照
bメニューを表示します。
・ キー操作 ■c［削除マーク］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■d［つける］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■・削除マークが表示されます。
終了するには、■キーを押し、［電源を切る］を選択します。

操作説明を確認する(電源オフから)

操作説明を確認する(電源オフから)

b次の画面へすすむには、▼キーを押します。
・［END］が表示されたら、説明は終わりです。

準▲キー
測定手順の説明備a電源オフのときに、▲キーを押します。
・操作説明の画面が表示されます。

使用上の注意電源オフから

はじめに

血糖値測定の操作説明を画面で確認することができます。

56

測▲：前の画面へ■：操作説明を終了

便利な機能 メンテナンス 困ったときはＧセンサーを差し込むと、操作説明が終了し、測定ができる状態にな
ります。

定

▼キー

57

操作説明を確認する(センサー挿入後)血糖値測定の操作説明を画面で確認することができます。
aＧセンサーを挿入した後、左図の画面が交互に表示されていることを確認します。

センサー挿入後…

交互に表示

b■キーを押します。
・操作説明の画面が表示されます。
c次の画面へすすむには、▼キーを押します。

■キー
測定手順の説明▼キー

操作説明を確認する(センサー挿入後)

使用上の注意▲：前の画面へ■：操作説明を終了

はじめに・［END］が表示されたら、説明は終わりです。

58

準
備

Ｇセンサーに血液を接触させると、操作説明が終了し、測定が開始さ
れます。

測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

59

測定タイミングを測定結果に付加する（測定直後）
血糖値の測定後に表示される測定結果に、測定タイミングの情報を記録することができます。
※［個人設定］→［測定時間帯設定］の［入力］を［手動］に設定しておいてください。
［自動］に設定した場合、測定結果に測定タイミングが自動的に追加されます。

a測定後に測定結果が表示されたら、■キーを押します。
・メニューが表示されます。
b［測定タイミング］を選択します。
・ キー操作 ■c測定したタイミングを選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)  ■・測定タイミングの情報が測定結果に付加されます。
［未指定］を選択するとタイミングは設定されません。

低値/高値の原因情報を測定結果に付加する(測定直後)
低値/高値の原因情報を測定結果に付加する(測定直後)

60

測定後に表示された測定結果が低値（初期設定：70 mg/dL以下）または高値（初期設定：180 mg/dL以上）の場
合、思い当たる原因を記録できます。

はじめに

低値

※［個人設定］→［低値設定］/［高値設定］の［原因入力］を［ON］に設定しておいてください。

使用上の注意

低値の表示の設定については104ページを、高値の設定については107ページをご参照ください。

準
備

a測定後に測定結果が表示されたら、■キーを押します。
・メニューが表示されます。

測c思い当たる原因を選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)  ■・原因情報が測定結果に付加されます。
［未指定］を選択すると、原因の情報は設定されません。
原因情報は1項目のみ選択できます。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは高値

定

b［低値(高値)原因入力］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■61

カスタム画面を表示する
電源を入れた直後のオープニング画面後にカスタム画面としてお好みの画像を表示することができます。
カスタム画面の設定は、専用のソフトウェアで行います。詳しくは販売元へお問い合わせいただくか、下記のURLをご覧ください。

弊社WEBサイト：http://www.arkray.co.jp

お好みの画像

電源オン

Ｇセンサーを挿入

測定操作へ■キーを押すメニュー画面へ

オープニング画面

カスタム画面メニューの基本操作

メニューの基本操作

a右側面カバーを開けます。

準②

使用上の注意b■キーを押します。
・電源が入ります。

はじめに［メニュー］画面を表示する

62

cしばらくすると、［メニュー］画面が表示されます。

備

①

測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは③［メニュー］画面

63［メニュー］から機能を選択する
操作キー

説明

▼・▲

機能名を選択します。

■

確定します。

例）[操作説明]機能を選択する▼を4回

メニュー機能の説明（66〜124ページ）では、このように表記しています。

■で確定

キー操作

［操作説明］画面▼■メニューの基本操作

64
はじめに

項目の設定をする
説明

次または前の項目を選択します。数値や設定値を変更します。押し続けると、高速で数値を変更します。

■

確定します。

使用上の注意

操作キー

▼・▲

準
備

例）「10分」を「25分」に変更する

測定「分」に移動

▲
▼

入力可能

■

数値を変更

確定

メニュー機能の説明（66〜124ページ）では、このように表記しています。
キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■便利な機能 メンテナンス 困ったときは

■

▼

65
電源を切る
5分間

そのまま置いておく
5分間、操作しないと自動で電源が切れます。
2分経過した時点で画面が暗くなり、省電力モードになります。

［メニュー］画面［メニュー］画面から▼キーで［電源OFF］を選択し、■キーを押します。
他の画面が表示されているとき［戻る］を選択して［メニュー］画面に戻ってから、上記の操作をしてください。
■キーを 5 秒間押し続けることで、どの画面からでも電源を切ることができます。

記憶データを確認する

66

血糖値とコントロール液の測定結果、食事開始時刻の記憶データをあわせて最大450件分が記憶されます（450
件を超えた場合は、古い記憶データから消去されます）。

はじめに

記憶データを確認する

最新の記憶データ

ひとつ古い記憶データ

これ以上、古い記憶
データはありません。

終了するには■キーを押し、［電源を切る］または［メニューへ戻る］を選択します。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは▲：ひとつ前の記憶データにもどる。

定cひとつ古い記憶データを表示するには、▼キーを押します。
・最後に［END］が表示されます。

測b［メモリ読み出し］→［記憶デ―タ］を選択します。
・ キー操作 ■  ■・最新の記憶データが表示されます。

備

▲
キー

準

▼
キー

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■使用上の注意(例)

67

削除マークを記憶データにつける
明らかに正しくないと思われる測定値に削除マークをつけ、平均値の計算およびグラフから省くことができます。削除マークをつけても記憶データには残ります。
a目的の記憶データを表示します。
66ページ「記憶データを確認する［CUSTOM］［FULL］」参照
bメニューを表示します。
・ キー操作 ■c［削除マーク］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■d［つける］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■・削除マークが表示されます。
終了するには、■キーを押し、［電源を切る］を選択します。

記憶データの測定タイミングを修正・付加する
記憶データの測定タイミングを修正・付加する例）「夕食前」→「夕食後」に修正

準備

測定タイミング

a目的の記憶データを表示します。
66ページ「記憶データを確認する［CUSTOM］［FULL］」参照

使用上の注意※測定タイミングの情報がない記憶データに測定タイミングを付加することもできます。その場合は［個人設定］→［測定時間帯設定］の［入力］を［自動］または［手動］に設定しておいてください。

はじめに

記憶データに記録されている測定タイミングを修正することができます。

68

測

bメニューを表示します。
・ キー操作 ■定
便利な機能 メンテナンス 困ったときはc［測定タイミング］を選択します。
・ キー操作 ■69④

d測定タイミングを選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)  ■・修正または付加後の測定タイミングが表示されます。
修正後の測定タイミング記憶データの低値/高値の原因情報を修正・付加する
記憶データの低値/高値の原因情報を修正・付加する

準a目的の記憶データを表示します。
66ページ「記憶データを確認する［CUSTOM］［FULL］」参照例）高値の場合

使用上の注意※原因情報のない記憶データに原因情報を付加することもできます。その場合は［個人設定］→［低値設定］/［高値設定］の［原因入力］を［ON］に設定しておいてください。

はじめに

記憶データに記録されている低値および高値の原因情報を修正することができます。

70

備
測

bメニューを表示します。
・ キー操作 ■定

c［低値原因入力］または［高値原因入力］を選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)  ■便利な機能 メンテナンス 困ったときは

原因情報

71

d思い当たる原因を選択します。
・ キー操作 ▼  ■④・修正または付加後の原因情報が表示されます。
［未指定］を選択すると、もとの原因情報が消去されます。

修正後の
原因情報

低値の記憶データを確認する

低値の記憶データを確認する

準
備b［メモリ読み出し］→［検索］を選択します。
・ キー操作 ■  ▼  ■使用上の注意a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■はじめに血糖値が特定の値以下の記憶データを表示します。

72

④
測

初期設定では70 mg/dLが低値の上限値に設定されています。

便利な機能 メンテナンス 困ったときはd低値の上限値を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(数値設定)  ■定

c［低値検索］を選択します。
・ キー操作 ■73

e測定日の期間を設定します。
・ キー操作 ▲  ■  ▼・▲(選択)  ■・今日を含めて7日間、14日間、30日間、90日間、または全データ⑤

f検索します。
・ キー操作 ▲→■⑥

低値の記憶データを確認する

・該当する記憶データが表示されます。

はじめに使用上の注意

低値の
記憶データ

74

準
備
測

▼・▲キーでスクロール

定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

75

高値の記憶データを確認する
血糖値が特定の値以上の記憶データを表示できます。
a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■④b［メモリ読み出し］→［検索］を選択します。
・ キー操作 ■  ▼  ■c［高値検索］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■d高値の下限値を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(数値設定)  ■初期設定では180 mg/dLが高値の下限値に設定されています。

高値の記憶データを確認する

使用上の注意⑤

はじめに

e測定日の期間を設定します。
・ キー操作 ▲  ■  ▼・▲(選択)  ■・今日を含めて7日間、14日間、30日間、90日間、または全データ

76

準
備
測
定

⑥

・該当する記憶データが表示されます。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

f検索します。
・ キー操作 ▲  ■

77

高値の
記憶データ

▼・▲キーでスクロール

・該当する記憶データが表示されます。

目標範囲内の記憶データを確認する

目標範囲内の記憶データを確認する

準
備④

b［メモリ読み出し］→［検索］を選択します。
・ キー操作 ■  ▼  ■使用上の注意a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■はじめに血糖値が指定範囲内にある記憶データを表示できます。

78

測

初期設定では71 mg/dLが下限値に設定されています。

便利な機能 メンテナンス 困ったときはd血糖値範囲の下限値を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(数値設定)  ■定

c［範囲検索］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■79

e血糖値範囲の上限値を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(数値設定)  ■初期設定では179 mg/dLが上限値に設定されています。

⑤

f測定日の期間を設定します。
・ キー操作 ▲  ■  ▼・▲(選択)  ■・今日を含めて7日間、14日間、30日間、90日間、または全データ⑥

目標範囲内の記憶データを確認する

使用上の注意⑦

はじめにg検索します。
・ キー操作 ▲  ■

80

準
備
測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは▼・▲キーでスクロール

定・該当する記憶データが表示されます。

81

平均値の集計データを確認する
記憶データの測定タイミング別の平均値を表示できます。
a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■③b［メモリ読み出し］→［平均値］を選択します。
・ キー操作 ■  ▼  ■c［期間］で集計期間を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■・7日間、14日間、30日間、90日間、全データ

平均値の集計データを確認する

使用上の注意④

はじめにd［表示］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■

82

準
備
測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは▼・▲キーでスクロール

定・測定タイミング別の平均値が表示されます。
測定タイミングごと
の平均値

83

測定値をグラフで確認する
血糖値の記憶データをグラフで表示できます。
以下の記憶データはグラフに含まれません。
・削除マークつきの測定値 ・測定温度範囲外マークつきの測定値
・コントロールの測定値
・食後経過測定の測定値

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■b［メモリ読み出し］→［グラフ表示］を選択します。
・ キー操作 ■  ▼  ■③c［データ］で「食前・食後」または「全データ」を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■測定値をグラフで確認する

使用上の注意準④

はじめにd［期間］で今日までの集計期間を選択します。
・ キー操作 ▲  ■  ▼・▲(選択)  ■・1週間、1か月84

備
測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは⑤

定e［表示］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■85

１週間（食前・食後）

１か月（食前・食後）・平均値のグラフが表示されます。
グラフ表示を終了するには、■キーを押します。

１週間（全データ）

１か月（全データ）

測定値をグラフで確認する

86
はじめに

■グラフの見方

使用上の注意例）１週間（全データ）例）１週間（食前・食後）

準

赤色：目標値上限
血糖値

備

橙色：食後の血糖値

日付 ※▲・▼キーで移動

目標値の上限と下限の設定については、104ページ「低値の表示を設定する」および107ページ「高値の表示を設定する」
をご参照ください。
グラフ表示での測定値の上限は300 mg/dLです。300 mg/dLを超える測定値は300 mg/dLの位置に赤色の点で表示されます。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

青色：目標値下限

定

緑色：食前の血糖値

測

黄色：
すべての
血糖値

87

日内の血糖値変動を確認する
測定タイミングごとの血糖値の平均値をグラフと一覧で表示します。1日の血糖値の変動を確認できます。
以下の記憶データはグラフおよび平均値の一覧に含まれません。
・削除マークつきの測定値 ・測定温度範囲外マークつきの測定値
・コントロールの測定値
・食後経過測定の測定値

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■③b［メモリ読み出し］→［日内データ］を選択します。
・ キー操作 ■  ▼  ■c［期間］で今日までの集計期間を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■・7日間、14日間、30日間、90日間、全データ

日内の血糖値変動を確認する

準・各測定タイミングの平均値がグラフで表示されます。
・▼・▲キーで、グラフと一覧が切り替わります。

使用上の注意④

はじめにd［表示］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■

88

備
測

グラフと一覧の表示を終了するには、■キーを押します。

定

▲
キー

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

▼
キー

89

■グラフの見方例）１週間（全データ）

グラフ表示での測定値の上限は300 mg/dLです。300 mg/dLを超える
測定値は300 mg/dLの位置に赤色の点で表示されます。

血糖値

血糖値
平均値

測定タイミング食後経過時間を計測して記録する

90

食事を始めてから血糖値を測定するまでの時間（食後経過時間※）を測定結果に記録することができます。食後から30分または60分ごとに、血糖値を測定するようアラームでお知らせすることができます。

はじめに

食後経過時間を計測して記録する

アラームを設定する

定
便利な機能 メンテナンス 困ったときはこの機能を使用しないときは［いいえ］を選択します。

測cアラームを使用するときは［はい］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■備③

b［食後経過測定］→［測定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■準

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■使用上の注意※食事を１口食べ始めた時点から「食後」とみなされます。

91

dアラームを鳴らす間隔を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■・30分毎、60分毎④

e［開始］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■・「食事を開始してください。」と表示され、電源が切れます。
⑤

f食事を始めてください。
食後経過時間の計測中は、アイコンが表示されます。

食後経過時間を計測して記録する

・「ピピピ…」とアラームが鳴ります。

ピピピ…

a■キーを押します。
・アラームが止まり、電源が切れます。

使用上の注意設定時間が経過するとはじめにアラームの設定時間が経過すると

92

準
測

b血糖値を測定します。
・測定結果に食後経過時間が付加されます。

備

血糖値測定

定

測定結果

食後経過時間便利な機能 メンテナンス 困ったときは3時間15分を過ぎると食後経過時間の計測が終わり、アラームは鳴らなくなります。

93
食後経過時間の計測を中止するにはa［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■b［食後経過測定］→［測定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■③c［はい］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■この画面で食後経過時間を確認することができます。

食後経過測定の測定値をグラフで確認する
食後経過測定の測定値をグラフで確認する

血糖値

準
備

b［食後経過測定］→［グラフ］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼  ■使用上の注意a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■はじめに

食後経過測定の測定値をグラフで表示することができます。

94

測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは食後経過時間（分）グラフ表示での測定値の上限は300 mg/dLです。300 mg/dLを超える
測定値は300 mg/dLの位置に赤色の点で表示されます。

95

アラームを設定する
血糖値を測定する時間などにアラームが鳴るように設定できます。アラームは7つまで設定できます。
a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■④b［個人設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■c［アラーム設定］を選択します。
・ キー操作 ■dアラームの番号を選択します。
・ キー操作 ▼・▲(番号選択)  ■・［アラーム①］〜［アラーム⑦］

アラームを設定する

はじめに
使用上の注意⑤e［ON］に設定します。
・ キー操作 ■  ▼  ■

96

準
備
測
定

⑥⑦

g分を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■便利な機能 メンテナンス 困ったときは

fアラームの時間を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■

97

⑧

⑨

h繰り返しの設定をします。
・ キー操作 ▼  ■  ▼・▲(選択)  ■・［なし］：1回だけ。手順⑪へ［毎日］：設定した時間に毎日。手順⑪へ［曜日］：選択した曜日だけ。手順⑨へ

i曜日を選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)  ■・アラームを鳴らす曜日をすべて選択します。
・選択された曜日に「＊」がつきます。
・選択を取り消すには、もう一度■キーを押します。

⑩

j［決定］を選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)  ■アラームを設定する

98
はじめに

・「アラーム(番号) 設定しました。」と表示されます。

使用上の注意k登録します。
・ キー操作 ▼  ■準備

アイコンが表示されます。

便利な機能 メンテナンス 困ったときはアラームを設定すると、設定完了

定l他の時間にもアラームを設定するには、手順④から繰り返しま
す。

測

⑪

99

アラームの
設定時間になると
ピ、ピ、ピ…

●設定時間になると「ピ、ピ、ピ…」とアラームが鳴ります。
●アラームを止めるには▲・■・▼キーのいずれかを押します。
食後経過時間の計測中は、アラーム機能は働きません。

測定時間帯を設定する

測定時間帯を設定する

100
はじめに

血糖値を測定したタイミングを測定結果に記録することができます。
また、生活習慣にあわせて各測定タイミングの時間帯を変更することができます。

朝食前

朝食後

昼食前

昼食後

夕食前

夕食後

就寝前

夜間

測定時間帯

05:00〜

08:00〜

11:00〜

13:00〜

16:00〜

18:00〜

22:00〜

01:00〜

準

測定タイミング

使用上の注意●測定時間帯の初期設定

備
測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

例）朝食前 5:00〜8:00、朝食後 8:00〜11:00
7:30の測定で［朝食前］が記録されると、次の［朝食後］の時間帯は自動的に「7:40〜11:00」に変更されます。

定測定タイミングの補正
夜間以外の測定でタイミングが記録されると、10分後から次の測定時間帯になります。なお、同じ測定タイミングで複数回測定した場合は、最後の測定の10分後から次の測定時間帯になります。

101

③

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■b［個人設定］→ ［測定時間帯設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼  ■c入力方法を選択します。
・ キー操作 ■  ▲・▼(選択)  ■［OFF］： 測定時間帯を記録しない［自動］： 測定時に自動で測定タイミングを記録する［手動］： 測定後、必要に応じて測定タイミングを記録する

測定時間帯を設定する

備
測

e開始時間を設定します。
・ キー操作 ■  ▼・▲(設定)  ■・10分単位準
定例）
朝食後：午前8:00〜
午前11:10未満
昼食前：午前11:10〜
午後13:00未満

使用上の注意④⑤

はじめに

d測定時間帯の開始時間を選択します。
・ キー操作 ▼・▲(選択)・キーを押すたびに、次の時間帯が表示されます。

102

f他の測定時間帯を変更するには、手順④⑤を繰り返します。
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

103

g［登録］を選択します。
・ キー操作 ▼・▲・［登録］が選択されるまで、▼・▲キーを押します。

⑦⑧

h登録します。
・ キー操作 ■・「測定時間帯 設定しました。」と表示されます。

低値の表示を設定する

104

目標値の下限値を設定します。下限値より低い値は「低値」として青色で表示したり、原因を記録したりすることができます。

はじめに低値の表示を設定する

準
備a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■使用上の注意

目標値の下限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。

④
測d目標値の下限値を設定します。
・ キー操作 ■  ▼・▲(設定)  ■・範囲：10〜100 mg/dL

便利な機能 メンテナンス 困ったときはc［低値］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■定b［個人設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■

105

⑤

e低値を青色で表示するかどうかを設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■
［ON］
： 青色
［OFF］： 白色（目標値と同じ）

f低値の場合に原因情報を付加するかどうかを設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■［ON］： 付加する［OFF］： 付加しない⑥

低値の表示を設定する

準備※血糖値の平均値を示すグラフ

使用上の注意⑦

はじめにgグラフ ※ に目標値の下限値を青色の実線で表示するかどうかを設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■［ON］： 表示する［OFF］： 表示しない

106

測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは⑧

定

h登録します。
・ キー操作 ▼  ■・「低値 設定しました。」と表示されます。

107 高値の表示を設定する
目標値の上限値を設定します。上限値を超える値は「高値」として赤色で表示したり、原因を記録したりすることができます。
目標値の上限値の設定は必ず医師の指導のもとで行い、ご利用ください。
a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■④b［個人設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■c［高値］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■d目標値の上限値を設定します。
・ キー操作 ■  ▼▲(設定)  ■・範囲：120〜600 mg/dL

高値の表示を設定する

はじめに
使用上の注意⑤

e高値を赤色で表示するかどうかを設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■
［ON］
： 赤色
［OFF］
： 白色（目標値と同じ）

108

準
備
測
定

⑥

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

f高値の場合に原因情報を付加するかどうかを設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■［ON］： 付加する［OFF］： 付加しない109

gグラフ ※ に目標値の上限値を赤色の実線で表示するかどうかを設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■［ON］： 表示する［OFF］： 表示しない⑦※血糖値の平均値を示すグラフ

h登録します。
・ キー操作 ▼  ■・「高値 設定しました。」と表示されます。

⑧

画面の明るさ・ブザー音を設定する

画面の明るさ・ブザー音を設定する④

準備

b［機器設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■使用上の注意a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■はじめに画面の明るさと、ブザー音の種類を設定できます。

110

測
便利な機能 メンテナンス 困ったときはd画面の明るさを設定します。
・ キー操作 ■  ▼・▲(選択)  ■・［暗い］、［明るい］、［普通］

定c［画面・ブザー設定］を選択します。
・ キー操作 ■111

eブザー音を設定します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■・［高音］、［低音］、［OFF］
・選択するたびに、該当のブザー音が鳴ります。
⑤

f登録します。
・ キー操作 ▼  ■・「設定しました」と表示されます。

⑥

日付と時刻を設定する

日付と時刻を設定する

使用上の注意準

日付・時刻の自動補正機能
グルコカード Ｇ ブラックの内蔵時計が正しくない場合、スマートフォンなどに接続すると、内蔵時計および記憶デー
タの日付と時刻を補正することができます。ただし、スマートフォンなどの内蔵時計が正しいか確認してください。また、補正中はグルコカード Ｇブラックから電池を取り出さないでください。故障するおそれがあります。

はじめに内蔵時計の日付と時刻を設定します。

112

備
測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

113

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■④b［機器設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■c［日時設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■d［西暦］［月］［日］［時］［分］のいずれか変更したい項目を選択します。
・ キー操作 ▼▲(選択)  ■日付と時刻を設定する

使用上の注意⑤

はじめにe数字を設定します。
・ キー操作 ▼▲(選択)  ■

114

準
備
測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは⑥

定f［時間表示方法］を設定します（必要なとき）。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■・［12時間表示］、［24時間表示］

115

g登録します。
・ キー操作 ▼  ■・「日付・時刻 設定しました」と表示されます。

⑦

Bluetooth通信の設定をする

Bluetooth通信の設定をする

準
備a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■使用上の注意※バージョン4.0以降を搭載したスマートフォンなどに対応します。あらかじめ専用のソフトウエアをインストールしておいてください。
※スマートフォンの機種によっては接続できない場合があります。

はじめに

測定結果のデータをBluetooth対応デバイス※へ送信できるように設定します。

116③

便利な機能 メンテナンス 困ったときは電波を出さずに使用する場合は、［通信］を［OFF］に設定してください。

定c［通信］を設定します。
・ キー操作 ■  ▼▲(選択)  ■・［自動］： 電源を入れると同時にデータを送信［手動］： 必要なときに、手動でデータを送信［OFF］： 通信をしない

測b［機器設定］→［Bluetooth設定］→［ON・OFF設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼  ■

117

④

d［測定後自動送信］を設定します。
・［通信］が［自動］または［手動］のときに設定できます。
・ キー操作 ▼  ■  ▼▲(選択)  ■・［ON］： 測定後にデータを送信［OFF］： 測定後にデータを送信しない［測定後自動送信］が［ON］の場合、電波の届く範囲にデバイスがな
いと一定時間電波が出続けるため、電池寿命が短くなります。

e登録します。
・ キー操作 ▼  ■・「通信（設定値）自動送信（設定値）設定しました。」と表示されます。

⑤

電波を発する電子機器の近くでは、Bluetooth 通信が正常に行われないことがあります。
［通信］を［自動］または［手動］に設定した場合は、 アイコンが表示されます。
Bluetooth通信をする場合、登録された対応デバイスの電源を入れ、電波の届く場所において使用してください。

Bluetoothのデバイスを登録する

Bluetoothのデバイスを登録する※［機器設定］→［Bluetooth 設定］→［ON・OFF 設定］の［通信］を［自動］または［手動］に設定します。
※デバイスの電源を入れ、電波の届く場所に置きます。

使用上の注意デバイス登録の前に…

はじめにデータを送信するBluetooth対応デバイスを登録します。

118

準
備

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■測

cデバイスを登録する番号を選択します。
・ キー操作 ▼▲（選択） ■・新規登録するには、［未登録］を選択します。
・登録済みの番号を選択したときは、次に［検索（上書き）］を選択します。

便利な機能 メンテナンス 困ったときはb［機器設定］→［Bluetooth設定］→［デバイスリスト］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼  ■  ▼  ■

定

③

119

・通信可能なデバイスの検索が開始します。
・お使いのグルコカード Ｇブラックのパスワードが表示されます。
・デバイスが見つかると、［デバイスリスト］画面にもどります。
「デバイスが見つかりませんでした」と表示されたときは、デバイスの電源がオフまたは通信範囲外の可能性があります。

dデバイスが見つかった場合、デバイス側にグルコカード
ラックのパスワードを入力します。
・これで、通信が可能になります。

Ｇブ

Bluetoothの電波法の認証を確認する

準

b［機器設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■使用上の注意a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■

120
はじめに

＜表示例＞

Bluetoothの電波法の認証を確認する

備
便利な機能 メンテナンス 困ったときは・Bluetoothの電波法の認証マークと番号が表示されます。

定d［認証表示］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■測c［Bluetooth設定］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■121 設定を初期化する・記憶データを消去する
設定をすべて初期値にもどします。また、記憶データをすべて削除します。
a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■③b［機器設定］→［初期化・消去］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■  ▼  ■c初期化・消去したい項目を選択します。
・ キー操作 ▼・▲（選択） ■［名前表示］：
オープニング画面の使用者の名前を削除［カスタム画面］： カスタム画面を削除［全測定データ］： 記憶データをすべて消去［全設定］：
設定をすべて初期化［全て］：
記憶データを消去し、設定を初期化

設定を初期化する・記憶データを消去する⑤

・初期化または消去が終わると、「初期化しました」「消去しました」と表示されます。

準

e［はい］を選択します。
・ キー操作 ▲  ■使用上の注意④

はじめにdメッセージを確認します。

122

備
測
定

例）
［名前表示消去］の場合

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

123 操作説明を確認する（メニュー画面から）血糖値測定の操作説明を画面で確認することができます。
a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■②b［操作説明］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■・操作説明の画面が表示されます。
c次の画面へすすむには、▼キーを押します。
・［END］が表示されたら、説明は終わりです。

測定手順の説明▲：前の画面へ、■：操作説明の説明を終了▼キー

Ｇセンサーを差し込むと、操作説明の説明が終了し、測定ができる状
態になります。

Bluetoothでデータを手動で送信する

Bluetoothでデータを手動で送信する

便利な機能 メンテナンス 困ったときは「デバイスが見つかりませんでした」と表示されたときは、デバイスの電源がオフまたは通信範囲外の可能性があります。操作をやりなおしてください。

定

電波を発する電子機器の近くでは、Bluetooth 通信が正常に行われないことがあります。

測・「検索中」のあと、「通信中」と表示され、データが送信されます。
・「通信を終了しました。」と表示されたら完了です。

備b［Bluetooth通信］を選択します。
・ キー操作 ▼  ■準

a［メニュー］画面を表示します。
・ キー操作 ■使用上の注意※あらかじめデバイスを登録してください（118〜119ページ参照）。
※［Bluetooth設定］→［通信］を［手動］に設定しておいてください（116〜117ページ参照）。
※デバイスの電源を入れ、電波の届く場所に置いてください。

はじめに

Bluetooth対応デバイスへ測定結果のデータを手動で送信できます。

124

125 電池を交換する「電池残量が少なくなりました」と表示されたら新しい電池に交換してください。そのまま測定をはじめると途中で電源が切れ、測定結果が得られないことがあります。
電池を交換しても記憶データは消去されません。

電源を入れた後、2秒間表示されます。

電池切れです。

電池の交換は5分以内に完了してください。5分を超えると内蔵時計がリセットされます。なお、以下の場合は5分以内でもリセットされることがあります。
・電池切れの画面が表示された後、すぐに電池を交換しなかった場合
・電池を逆向きに入れ、そのまま5分以上放置した場合リセットされると、内蔵時計は最終測定日の翌日の0時0分で停止します。
電池を交換すると時計は0時0分から動作を開始します。
オープニング画面に「日付・時刻を設定してください」と表示されますので正しい日付・時刻にあわせてください。
日付・時刻の設定は112ページを参照ください。

準備するもの：アルカリ乾電池 単4形（2個）※コンビニエンスストアまたは電器店でお求めください。
※電池は2個同時に新しいものに交換してください。

電池を交換する

はじめに
使用上の注意a裏面の電池カバーを開きます。
・ツメを押し（a）、カバーを引き上げると開きます（b）。

a

126

準
備
測
定

b

便利な機能 メンテナンス 困ったときは内部の金属部分には手や金属で触れないでください。

127

a古い電池を取り出し（a）、新しい電池を入れます（b）。

ab

電池は＋側と−側が左図の向きになるように入れてください。

−
＋

＋
−

b電池カバーを閉めます。
・カチッと音がすれば、正しくカバーが閉まっています。

電池を交換する

128
はじめに使用上の注意電池は乳幼児の手の届かないところに保管または廃棄してください。万一飲み込んだときは、すぐに医師に相談してください。

準
備

使用済みの電池を加熱したり、火に投げ入れたりしないでください。破裂してけがを負うおそれがあります。

測
定

使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

129 コントロール液を測定する決められた濃度値のコントロール液を測定することにより、正しい測定結果が得られているかを確認することができます。精度確認は血糖値の測定をするたびに行う必要はありません。以下の場合に行ってください。
●血糖値を測定する前に、グルコカード ＧブラックやＧセンサーの性能を確認したいとき。
●グルコカード ＧブラックまたはＧセンサーが正常に機能していないと感じるとき。
●測定結果が自覚症状と異なっており、おかしいと感じるとき。
●落下など、グルコカード Ｇブラックに強い衝撃を与えたとき。
コントロール液の測定結果は、平均値の計算とグラフ表示には含まれません。

コントロール液を測定する

130
はじめに

準備するもの使用上の注意準
備コントロール液（ボトル包装）（アルミパック包装）

コントロール液はグルコカード

Ｇブラックに付属していません。販売元にお問い合わせください。

ご使用前に、コントロール液に付属の添付文書をよくお読みください。
コントロール液は20〜30℃の環境で測定してください。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

Ｇセンサー

定

※濃度の違いによりＬ(低値域)、
Ｎ(正常域)、Ｈ(高値域)の3種類があります。

測

グルコカード Ｇブラック

131
1 Ｇセンサーを取り出す【ボトル包装の場合】
パ
チン【ボトル包装の場合】
aボトルのふたを開け、Ｇセンサーを1枚取り出し、すぐにふたを閉めます。
【アルミパック包装の場合】
aアルミパックを開け、Ｇセンサーを取り出します。

【アルミパック包装の場合】

Ｇセンサーをボトルまたはアルミパックから出して長時間放置したり、手で持ったままにしないでください。また、濡れたり汚れたりした手で持たないでください。正しい測定結果が得られません。または、エラーが発生する可能性があります。

で開く
ここま

ボトル包装の場合、ボトルからＧセンサーを取り出したらすぐにふたを閉めてください。湿気に弱いため正しい測定結果が得られなくなります。または、エラーが発生する可能性があります。

コントロール液を測定する

aＧセンサーのおもて面を手前にして持ちます。

使用上の注意bセンサー挿入口の奥までしっかりと差し込みます。

はじめに

2 Ｇセンサーを差し込む

132

準
備
測

おもて面

定

この画面が表示されているあいだは、Ｇセンサーをコントロール液に接触させないでください。エラーが表示されて測定できません。
イラストは
月ごとに
変わります。

便利な機能 メンテナンス 困ったときは・「ピッ」と鳴って電源が入り、オープニング画面が表示されます。

133
13 コントロール測定モードに切り替える

a左図の画面が交互に表示されるのを確認します。

b▲キーと▼キーを同時に押します。
・左図の画面が表示されます。
c［開始］を選択します。
・ キー操作 ■③

コントロール液を測定する

使用上の注意準

必ずコントロール測定モードに切り替えてください。切り替えずにコントロール液を測定すると、正しい測定結果が得られません。

はじめに

d左図の画面が交互に表示されるのを確認します。
・これでコントロール測定モードに切り替わりました。

134

備
測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

135
4 コントロール液を測定する

a使用前に成分を均一にするため、コントロール液の容器を2〜3回転倒混和します。
bコントロール液のキャップを開栓します。
c清潔な食品用アルミ箔や食品用ラップフィルムなどの上に、コントロール液を一滴垂らします。
コントロール液に触れても、感染の危険性など人への害はありません。

コントロール液を測定する

136

Ｇブラックを持

はじめに

eＧセンサーの先端にコントロール液を接触させます。

準

ピッ

使用上の注意dＧセンサーの先端を下に向けて、グルコカード
ちます。

備
測

吸引量が少ない
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

g「ピッ」と鳴ったら、コントロール液からはなします。
・自動的に測定が開始します。

吸引確認窓

定

f吸引確認窓の全面が赤くなるまで十分に吸引させます。
正しい吸引量137

Ｇ センサーの先端を上向きにした状態でコントロール液を接触させな
いでください。センサー挿入口から内部にコントロール液が入り、故障の原因になります。
コントロール液は、必ずふたをしっかりと閉めて保存してください。
ふたがゆるんでいると濃度が変化し、正しい測定結果が得られません。

コントロール液を測定する

・再度「ピッ」と鳴り、測定結果が表示されます。

使用上の注意a測定結果が期待値の範囲内であるか確認します。
・期待値はコントロール液の添付文書に記載されています。

はじめに5 測定結果を確認する

138

準ＧブラックおよびＧセンサーは正常です。

測定コントロール液の測定結果

備範囲内のときグルコカード便利な機能 メンテナンス 困ったときは

139

範囲外のときグルコカード ＧブラックまたはＧセンサーのいずれかに異常があります。手順 6 の後、新しいボトルまたは
アルミパックのセンサーを使用してコントロール測定をおこない、測定結果が期待値の範囲内であるか確認してください。
→範囲内のとき： 最初に使用したＧセンサーに異常があります。異常のあるセンサーは使用しないでください。
→範囲外のとき： グルコカード Ｇブラックに異常があります。販売元にご相談ください。

コントロール液の測定結果は記録して、精度管理にご利用ください。
コントロール液の測定結果も自動的に記憶されます。
削除マークをつけるには■キーを押し、［削除マーク］を選択します。

コントロール液を測定する

使用上の注意a廃棄レバーをスライドさせ、Ｇセンサーをはずします。
・電源が切れます。

はじめに

6 Ｇセンサーを捨てる

140

準
備
測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは廃棄レバー

141 操作方法に困ったときはグルコカード Ｇブラックのご使用中に「故障かな？」と思ったときや、操作方法に困ったときにお読みください。お読みになっても問題が解決しないときは、販売元にお問い合わせください。
質問1 ：血液を接触させても測定が開始しないときは？
質問2 ：測定結果がおかしいと感じるときは？
質問3 ：Ｇセンサーを差し込んでも表示が出ないとき、またはすぐに消えてしまうときは？
質問4：『日付・時刻を設定してください』と表示されたときは？
質問5：『電池残量がなくなりました』と表示されたままのときは？
質問6：『測定温度範囲外です』と表示されたままのときは？
質問7：ブザー音が鳴らないときは？
質問8：平均値が測定タイミング毎に表示されないときは？
質問9：食事開始時刻が記憶されないときは？
質問10：アラームが使用できないときは？

操作方法に困ったときは使用上の注意準備●血液またはコントロール液を一度吸引させたＧセンサーを使用していませんか？
●Ｇセンサーをセンサー挿入口の奥までしっかりと差し込んでいますか？（⇒34ページ参照）●『血液を吸引させてください』のコメントと前回の測定結果が交互に表示されているあいだに、血液を接触させましたか？（⇒35ページ参照）●Ｇセンサーの先端に正しく血液を接触させていますか？（⇒39ページ参照）●Ｇセンサーをグルコカード Ｇブラックに差し込む前に血液を吸引させていませんか？

はじめに

質問1：血液を接触させても測定が開始しないときは？

142

測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

143

質問2：測定結果がおかしいと感じるときは？
●血液またはコントロール液を一度吸引させたＧセンサーを使用していませんか？
●Ｇセンサーの使用期限が過ぎていませんか？
●Ｇセンサーのボトルを開封してから3ヶ月を経過していませんか？
●Ｇセンサーのボトルのふたを長時間開けたままにしませんでしたか？
●グルコカード Ｇブラックが、使用する場所の温度や湿度に十分なじんでいますか？
●Ｇセンサーの先端に正しく血液を接触させていますか？（⇒39ページ参照）●Ｇセンサーをボトルまたはアルミパックから出して長時間放置したり、手で持ったままにしていませんでしたか？
●Ｇセンサーをボトルまたはアルミパックから出し、別の容器に保存していませんでしたか？

操作方法に困ったときは使用上の注意●Ｇセンサーをセンサー挿入口の奥までしっかりと差し込んでいますか？（⇒34ページ参照）●電池は正しく入っていますか？（⇒127ページ参照）●電池が残り少なくなっています。新しい電池と交換してください（⇒125ページ参照）。

はじめに

質問3：Ｇセンサーを差し込んでも表示が出ないとき、またはすぐに消えてしまうときは？

144

準
備
測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

145

質問4：『日付・時刻を設定してください』と表示されたときは？
●内蔵時計が停止した可能性があります。日付と時刻の設定をやりなおしてください。
⇒EASYモード：FULLモードに切り替え（24ページ参照）、日付と時刻を正しく設定してください（112ページ参照）。その後、再度、EASYモードに切り替えます。
⇒CUSTOMモード、FULLモード：112ページ参照

質問5：『電池残量がなくなりました』と表示されたままのときは？
●電池が残り少なくなりました。すぐに新しい電池（アルカリ乾電池 単4形、2本）と交換してください（⇒125
ページ参照）。

操作方法に困ったときは

準備
測定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは「測定温度範囲外です」と表示されたまま測定すると、測定結果に［温度範囲外］アイコンがつきます。この測定結果もグルコカード Ｇブラックに記憶されますが、平均値の計算、グラフ表示などには含まれません。

使用上の注意●グルコカード Ｇ ブラックの機器温度が0 〜10 ℃または40 〜45 ℃の範囲にあります。この温度範囲での測定
は、適正温度での測定と比べて精度が低くなりますので、参考値としてください。
●正しい測定値を得るには、グルコカード ＧブラックとＧセンサーを温度10〜40℃の場所に置き、20〜30分
以上なじませてから、再度センサーを差し込んでください。電源が入った後、エラー「E-4」および「測定温度範囲外です」が表示されないことを確認してから、血液を接触させてください（⇒39ページ参照）。
●エラー「E-2」が表示された場合は、温度10〜40℃の場所にグルコカード ＧブラックとＧセンサーを置き、20〜30分以上なじませてから測定をやりなおしてください。再度「E-2」が表示されるときは、販売元にお問い合わせください。

はじめに

質問6：「測定温度範囲外です」と表示されたままのときは？

146

147

質問7：ブザー音が鳴らないときは？
●ブザー音が［OFF］に設定されていませんか？［高音］または［低音］に設定してください（⇒110ページ参照）。

質問8：平均値が測定タイミング毎に表示されないときは？
●［測定時間帯設定］で、［入力］が［OFF］に設定されていませんか？［自動］または［手動］に設定してください（⇒100ページ参照）。

操作方法に困ったときは使用上の注意準●食後経過時間の計測をはじめてから3時間15分以上経過していませんか？ 3時間15分を過ぎると、食後経過時
間の計測が解除され、測定結果のみが記憶されます。
●内蔵時計がリセットされていませんか？日付時刻の設定をやりなおしてから食事開始時刻を記憶させてくだ
さい（⇒112ページ参照）。

はじめに

質問9：食事開始時刻が記憶されないときは？

148

備
測
便利な機能 メンテナンス 困ったときは●内蔵時計が停止した可能性はありませんか？ 日付時刻の設定をやりなおしてからアラームを設定してください（⇒112ページ参照）。
●［アラーム設定］が［OFF］に設定されていませんか？ アラームを使用するには、［ON］に設定して、アラ―ムの時刻を設定してください（⇒95ページ参照）。
●［ブザー］が［OFF］に設定されているとアラームは鳴りません。［高音］または［低音］に設定してください（110ページ参照）。

定

質問10：アラームが使用できないときは？

149 画面に表示される記号・マーク
画面に表示されるアイコンおよび記号について説明します。詳細は（）内に示すページをご覧ください。

電源が入った直後
Bluetooth通信（P116〜117）

アラームON（P95〜99）／
食後経過測定ON（P90〜93）

ON

接続禁止。
接続先の情報なし

現在の日時

接続先を検索中※時計がリセットされたとき

警告（P145）
名前

接続中※専用ソフトにより登録

モード（P24）
オープニング画面は月ごとに変わります（P34）。

画面に表示される記号・マーク

はじめに

Ｇセンサーを差し込んだ後

残量20%

残量5%

電池切れ

準

※測定温度の範囲外の
ときに表示

電池残量
十分

使用上の注意警告（P146）150

備

食後経過時間（P90〜93）※食後経過時間の計測中

測

前回の測定日時

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

前回の測定タイミング
朝食前、朝食後、昼食前、昼食後、夕食前、夕食後、就寝前、夜間
削除マーク
測定温度範囲外マーク

定

前回の測定値
黒色： 目標値の範囲内
青色： 低値
赤色： 高値
灰色： 削除マークつき

151
測定結果
測定タイミング（P59）
朝食前、朝食後、昼食前、昼食後、夕食前、夕食後、就寝前、夜間
削除マーク

測定日時
測定温度範囲外マーク（P146）

食後経過時間（P90〜93）※食後経過時間の計測中

低値・高値の原因情報（P60）

測定値
白色： 目標値の範囲内
青色： 低値
赤色： 高値
灰色： 削除マークつき
枠つき：コントロール液の測定結果

画面に表示される記号・マーク

準
備●新しい記憶データから順に表示します。
●450件までの記憶データを記憶できます。
・血糖値の測定結果
・コントロール液の測定結果
・削除マークつきの測定結果●削除マークがついても、記憶データからは消去されません。

使用上の注意

血糖値の
測定結果

はじめに

記憶データ（過去の測定結果）

152

測
定

表示の順番/総数

便利な機能 メンテナンス 困ったときはコントロール液の測定結果

153 エラー表示の原因と対処方法
表示

【Ｅ―１】

原因

グルコカード Ｇブラックが故障しています。

こうしてください

販売元にお問い合わせください。

（マイコン部の異常）【Ｅ−２】

測定温度の範囲外です。

温度10〜40 ℃の場所にグルコカード ＧブラックとＧセンサーを置き、20〜30分以上なじませてか
ら測定をやりなおしてください。
再度「Ｅ-2」が表示されるときは、販売元にお問い合わせください。

エラー表示の原因と対処方法

原因

こうしてください

販売元にお問い合わせください。

（外部入出力の異常）

使用上の注意グルコカード Ｇブラックが故障しています。

はじめに

表示

【Ｅ―３】

154

準
備
測
定

1. グルコカード Ｇブラッ
ク内が結露しているおそれがあります。

温度10〜40℃、湿度20〜80％の場所にグルコカー
ド ＧブラックとＧセンサーを置き、20〜30分以
上放置してから測定をやりなおしてください。

2. グルコカード Ｇブラックが故障しています。

再度「Ｅ-4」が表示されるときは、販売元にお問い合わせください。

（温度計の異常）

便利な機能 メンテナンス 困ったときは

【Ｅ−４】

155
表示

【Ｅ―５】

原因

こうしてください

1. グルコカード Ｇブラッ
ク内が結露しているおそれがあります。

温度10〜40℃、湿度20〜80％の場所にグルコカー
ド ＧブラックとＧセンサーを置き、20〜30分以
上放置してから測定をやりなおしてください。

2. グルコカード Ｇブラックが故障しています。

再度「Ｅ-5」が表示されるときは、販売元にお問い合わせください。

（測定部の異常）【Ｅ−６】

1. Ｇセンサーが裏向きに差し込まれました。

1. Ｇセンサーの表裏を確認して、正しい向きで差し込んでください。

2. Ｇセンサーの挿入部分（電極）に水やアルコー
ルなどがついて汚れています。

2. 新しいＧセンサーを使用して、測定をやりなおしてください。

エラー表示の原因と対処方法

原因

こうしてください測2. 新しいＧセンサーで測定をやりなおしてください。

備

2. Ｇセンサーの挿入部分（電極）に水やアルコー
ルなどがついて汚れています。

準

1. 正規のＧセンサーを差し込んでください。

使用上の注意1. 差し込んだセンサーの種類が正しくありませ
ん。

はじめに

表示

【Ｅ―７】

156

定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

157
表示

【Ｅ−８】

原因

こうしてください

1. 血液またはコントロー
ル液を一度吸引させたＧセンサーが差し込まれました。

1. 新しいＧセンサーで測定をやりなおしてください。

2. 血液をＧセンサーに接触させるタイミングが早すぎました。

2. 新しいＧセンサーを差し込んでください。血液の吸引を促す表示を確認してから、血液を吸引させてください。

3. コントロール液をＧセンサーに接触させるタ
イミングが早すぎました。

3. 新しいＧセンサーを差し込んでください。次に「コントロール液を吸引させてください」と表示されるのを確認してから、コントロール液を吸引させてください。

エラー表示の原因と対処方法

2. 新しい Ｇ センサーを差し込んでください。次に、Ｇセンサーの先端に血液をつけて吸引させてください。

備

2. 血液がＧセンサーの先端ではなく、別の場所に接触しました。

準

こうしてください

1. 新しい Ｇ センサーを差し込んでください。次に、センサーの吸引確認窓の全面が赤くなるまで十分に吸引します。

使用上の注意原因

1. 血液が十分に吸引されませんでした。

はじめに

表示

【Ｅ―９】

158

測
定
便利な機能 メンテナンス 困ったときは

159 装置仕様

名称

自己検査用グルコース測定器 グルコカード

型式

GT-1830

測定項目

血液中のグルコース

必要検体量

全血0.6 μL

使用センサー

自己検査用グルコースキット Ｇセンサー

測定範囲

10〜600 mg/dL

Ｇブラック

測定時間

点着検知後5.5 秒

温度補正

内蔵温度センサーによる自動補正

外部入出力*1

UART通信端子 1個、マイクロUSB（B）コネクタ １個、Bluetooth Low Energy（Bluetooth Ver.4.0）*2

電池

1.5V アルカリ乾電池 単4形

電池寿命

約1000回以上

電池寿命表示

電池切れ警告画面の表示

消費電力

0.25 W（最大）2個※使用方法により測定可能回数が減ることがあります。

装置仕様

記憶データ数

450測定

時計精度

誤差±80秒/月

使用環境

温度：10〜40℃、湿度20〜80％（結露しないこと）

保管環境

温度：0〜45℃

外形寸法

横41×縦84×高さ26 mm

重量約75ｇ（電池を含む）

付属品

取扱説明書（1部）、添付文書（1部）、保証書・保証書登録カード（1部）、個人情報保護シール（1枚）、
収納ケース（1個）、アルカリ単4乾電池（2個、装填済）*1：専用ソフトウェアを使用し、データ管理ができます。詳しくは販売元にお問い合わせください。
*2：Bluetooth Low Energyの通信距離は5 mです。ただし使用環境により短くなる場合があります。
グルコカード Ｇ ブラックは電池を装填して出荷しておりますので、すぐに測定を開始していただけます。ただし、出荷時に装填された電池はサンプル用のため、記載の電池寿命を保証できません。
製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

160

161 保証規定
グルコカード Ｇブラック（GT-1830）の保証期間は、ご購入後3年間です。保証期間中に故障した場合には、良品と交換いたしますので、必ず保証書を添付してください。ただし、次の場合は保証期間内であっても交換の対象となりません。
1. 使用上の不注意による故障ならびに損傷等
2. 天災・地変等の不測の出来事による故障ならびに損傷
3. 独自の修理・調整・改造等による故障
4. その他、製造販売元の責によらない故障ならびに損傷
保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証規定
MEMO

162

163 索引
英字Bluetooth通信の設定 ..................................................................... 116
Bluetoothのデータ送信 ................................................................ 124
Bluetoothのデバイス登録 ........................................................... 118
Bluetoothの認証 .............................................................................. 120
CUSTOMモード ...................................................................................24
EASYモード ...........................................................................................24
FULLモード ...........................................................................................24
Ｇセンサー ............................................................................................28
USBコネクタ ........................................................................................23
あ行
アラーム .................................................................................................95
エラー表示 ......................................................................................... 153
か行
カスタム画面 .......................................................................................61
画面の明るさ .................................................................................... 110
記憶データ【EASY】...........................................................................54
記憶データ【FULL】...........................................................................66
記憶データの消去 ........................................................................... 121
機能の選択 ............................................................................................63

グラフ .....................................................................................................83
血糖値の測定 .......................................................................................31
血糖値の変動 .......................................................................................87
原因情報（測定直後）.......................................................................60
原因情報の修正 ...................................................................................70
高値の記憶データ ..............................................................................75
高値の表示設定 ................................................................................ 107
項目の設定 ............................................................................................64
コントロール液の測定 .................................................................. 129
さ行
採血器具 .................................................................................................29
採血針 .....................................................................................................29
削除マーク【EASY】...........................................................................55
削除マーク【FULL】...........................................................................67
収納ケース ............................................................................................26
仕様 ....................................................................................................... 159
初期化 .................................................................................................. 121
食後経過時間測定 ..............................................................................90
食後経過時間測定のグラフ ............................................................94
ストラップ穴 .......................................................................................23
センサー挿入口 ...................................................................................23

索引
操作キー .................................................................................................23
操作説明の確認（センサー差込後）............................................57
操作説明の確認（電源オフから）.................................................56
操作説明の確認（メニュー画面から）.................................... 123
測定 ..........................................................................................................31
測定結果 .................................................................................................42
測定時間帯 ......................................................................................... 100
測定タイミング（測定直後）..........................................................59
測定タイミングの修正 .....................................................................68
た行
低値の記憶データ ..............................................................................72
低値の表示設定 ................................................................................ 104
電源を切る ............................................................................................65
電池カバー ............................................................................................23
電池の交換 ......................................................................................... 125
は行
廃棄レバー ............................................................................................23
日付と時刻 ......................................................................................... 112
表示部 .....................................................................................................23
ブザー音 .............................................................................................. 110

平均値の集計データ ..........................................................................81
便利な機能の一覧 ..............................................................................49
保証規定 .............................................................................................. 161
ま行
メニューの基本操作 ..........................................................................62
メニューの表示 ...................................................................................62
モード切替スイッチ ..........................................................................23
目標範囲内の記憶データ .................................................................78164