MS-Excel上で測定する！
It measure on MS-Excel!

Keysight Technologies

7版

B2900A/Bシリーズ用
For B2900A/B series

太陽電池 I-V測定ソフト
Software for solar cells I-V measurement

太陽電池の総合評価！

Overall judgement of a solar cell

GP-IB

測定練習用のSiセルが付属しています。

Keysight B2900A/B Series

Software feature

ソフトの特徴Size:22mmx7mm

ペロブスカイト太陽電池推奨
JIS規格に準じた正確な評価
Exact evaluation according to JIS

従来から定評の 全自動IV 測定。

耐久性の評価１万回の繰返測定
Max.10,000 of Repetition IV meas.

複数セルの耐久試験(Max.60 cells)
Durability test of a many cells.

Full automatic measurement

温度や光量などの併用測定
Measure. of temp., quantity of light, etc.

ヒステリシスの解析機能(ペロブスカイト、DSCなど)
Hysteresis measurement(Perovskite solar cells, DSC etc.)

２セルの完全同期測定
Two cells synchronized.

量子効率測定へのアップ
Rises to meas. of spectrum sens.

弊社動画サイト株式会社

第7版
2024.03

http://www.ssunrise.co.jp

有機FET測定
OptionOrganic FETExcel上で、JISに準じて太陽電池の全自動測定を行います。
On Excel, full automatic measurement of the solar battery according to JIS is performed.

MS-Excel上に表示された操作画面から、簡単な操作で太陽電池のI-V特性の測定を行うことができます。
太陽電池を測定器に接続後、自動モードにして「START」
をクリックするだけで、最適な条件でI-V測定が行われます。測定された電圧/電流値は、即座にExcelシートに入力
され、I-Vカーブも作図されます。また、「JI S C-8913 結晶系太陽電池セル出力測定方法」「JIS C-8904-1 I-V特性の測定」の評価パラメータが自動的に算出されます。
さらに、太陽電池の評価に必要な多彩な測定機能もサポートしております。

Excelシートに入力された測定データと、そのグラフ。
:
Measurement data inp-utted into the Excel
sheet, and its graph.

Excelシート上の操作画面
Operation screen on:
an Excel sheet

本ソフトの特徴の可変ピッチ幅 I-Vスイープの例

実電流測定/電流密度測定

Example of the variable pitch width I-V sweep of this soft feature
スイープ中に、 ISC をダイレクトに測定
In a sweep, ISC is measured direct.

短絡電流(Isc)

VOC近辺のピッチを狭くして、VOCの測定精度を向上

最大出力(Pmax)

From the operation screen displayed on MS-Excel, the I-V characteristics of asolar battery can be measured easily. I-V measurement is performed on the
optimal conditions only by setting it in automatic mode and clicking "START"
after connecting a solar battery to a measuring instrument.
The measured voltage/current value are immediately inputted into an Excel
sheet, and an I-V curve is also drawn.
The evaluation parameter of "JIS C-8913 a crystal system photovoltaic cell
output measuring method" is computed automatically.
Furthermore, supporting the variegated measurement function required forevaluation of a solar battery.

Pitch of the VOC neighborhood
is narrowed and the accuracy ofmeasurement of VOC is improved.

開放電圧 (Voc)

通常のスイープ

Real current / current density measurement mode
①短絡電流 (Isc,Jsc)(1) Short circuit current(Isc,Jsc)②開放電圧 (Voc)(2) Open curcuit voltage(Voc)③最大出力 (Pmax)(3) Maximum Watt.(Pmax)④最大出力動作電圧 (Vmax) (4) Voltage of maximum watt.(Vmax)⑤ 最大出力動作電流(Imax) (5) Current of maximum watt.(Imax)⑥曲線因子 (FF)(6) Fill factor( FF )⑦直列抵抗 (Rs)(7) Series resistance(Rs)⑧並列抵抗 (Rsh)(8) Parallel resistance (Rsh)⑨電圧規定電流(Iv)(9) Current of specified voltage(Iv)⑩電流規定電圧(Vi)(10) Voltage of specified current(Vi)(11) Conversion efficiency( η )⑪変換効率(η)(12) Incidence light energy(W)⑫入射光エネルギー(W)(13) Ambient air temperature⑬周囲温度

太陽電池測定に必要な多くの測定機器の制御をサポートしています。
Control of the measurement apparatus of many required for solar battery measurement is supported.
注 ) 下記の機器類は、本ソフトウェアに付属しませんから、全てユーザ側でご用意下さい。
Cautions) The following apparatus is not attached to this software, so please prepare it by the user side altogether.

Solar simulator

測定開始手元スイッチ

基本的なシステム構成
RS-232Cによるシャッター制御

Hand switch for measure. starts

GP - IB
シャッター制御
Shutter control
オプションのSKIT-02を使用
Option ‘SKIT-02'

拡張できる追加機能

Solar Cell

KEYSIGHT SMU B2900 Series

RS-232Cによるシャッタ制御
Shutter control by RS-232C

デジタルマルチメータを使用し、最大５種類の信号を測定。
GP-IB

Digital multimeter is used and a max. of five kinds ofsignals can be measured.
25.4560

GP-IB

温度測定 Thermometry

DCV ACVDCI ACI

25.4560

光量/照度測定
Quantity of light

RS-232CDCV ACVDCI ACI

25.4560

任意の測定
Arbitrary measurement

オプションのSKIT-02以外のシャッタ制御方法
Shutter control methods other than SKIT-02 of an option

DCV ACVDCI ACI

25.4560

任意の測定
Arbitrary measurement

Keysight DAQ973A

測定開始手元スイッチ (DAQ907A)
Hand switch for measur. starts

DCV ACVDCI ACI

Keysight DAQ973A+DAQM901Aを使用すれば、最大10chの任意の測定が可能になります。
注)シャッター制御用DAQ973Aとの併用は不可
If Keysight DAQ973A+DAQM901A
is used, arbitrary measurement of a
maximum of 10 ch will be attained.

1

シャッター制御 (DAQM903A)
Shutter control
ADC 7461P

シャッター制御 (DIGITAL I/O)
Shutter control

ヒステリシス解析のための電流応答波形の測定ができます。(マルチサンプル・スイープ)
Current measurement for investigating the cause of hysteresis.(Multi-sample sweep)

注意)このマルチサンプル・スイープ機能は、ソフト型番「W32-B2900SOL4」だけで対応しています。

通常のスイープ測定

マルチサンプル・スイープ測定

Usual sweep measurement

Multi-sample sweep measurement

電流 応答 波形の測定

測定遅延時間Meas. delay time

Measurement of a current wave form

電流応答測定電圧波形
Voltage curve

電圧波形
Voltage curve

電流測定(1点)

Curr. measure

電流応答測定電流測定(1点)

Curr. measure

電流波形
Curr. curve

Curr. measure

電流波形
Curr. curve

電流応答測定Curr. measure

測定前の 保持時間

測定前の保持 時間

Hold time

Hold time

Si系太陽電池の測定例
Example of measurement of Si solar cell

I-V波形

I-V測定中の電流波形

VoltageTime

色素増感太陽電池(DSC)の測定例
Example of measurement of DSC.

測定遅延時間が不十分なためにヒステリシスが発生した例
Since retention time and measurement delay time wereinsufficient, hysteresis occurred.

Voltage

ヒステリシスの原因は、電流の過渡応答が原因であることが解ります。長い遅延時間でヒスが解消できます。
It turns out that the cause of hysteresis is a transient responseof current.

Time

ペロブスカイト(順構造)太陽電池の測定例
Example of measurement of Perovskite solar cell.

測定遅延時間が不十分なためにヒステリシスが発生したと思われる例
Since retention time and measurement delay time wereinsufficient, hysteresis occurred.

充分に長い測定遅延時間で測定してもヒスは解消
できないことが解ります。
Hysteria disappears even when measured with a sufficiently longmeasurement delay time Can not.

VoltageTime2

太陽電池セルの 耐久性評価を行います。
The durable performance of a solar cells is appraised.
一定の時間間隔毎に I-V 測定を行い、 I-V特性の変化や各特性値の変化を測定することができます。 最大1万回までの繰返し測定ができます。
I-V measurement can be performed for every fixed time interval, and change of the I-V characteristic and deterioration of each characteristics
can be measured. Repetition measurement of a maximum of 10,000 times can be performed.

耐久試験中は、 初期の I-V 特性と、最新の I-V 特性を常に比較表示します。
The early I-V characteristic and the newest I-V characteristic are always indicated by comparison.

耐久試験中は、Pmax 等の特性値の変化をリアルタイムに観測できます。 観測 する特性値は下記から １つを 任意に選択します。 ヒ ステリシスを伴うセルでは、「F oward」 「R everce」 「A verage」 のそれぞれの値を作図します。
(I sc,Voc,Pmax,Vmax,Imax,FF,Rs,Rsh,Iv,Vi,Eff.)
Change of characteristics, such as Pmax, can be observed in real time. The characteristics to observe are arbitrarily chosen from the following.
In the cell accompanied by hysteresis, each value of "Foward", "Reverce", and "Average" is drawn.

試験中の 測定を行っていない時間帯は、下記の任意のストレスをセルに印加出来ます。
VOLTAGE, CURRENT, OPEN, SHORT, Vmax, Imax
The time zone which is not measuring can impress the following voluntary stress to a cell.

Pmaxの変化の観測例。
ヒステリシスを伴うセルの場合。
Example of an observationof Pmax. In the case of thecell by hysteresis

試験中にグラフとして観測できる特性値は1つですが、測定は全特性値をExcelに取り込みます。
The characteristics which can beobserved in a graph during an
examination are one.
Measurement takes all theobserved values into Excel sheet.

3

試験中のI-Vカーブは、
初期のI-Vカーブと、常に比較表示されます。
A comparison indication of theI-V curve under examinationis always given with an early
I-V curve.

全自動 測定機能により、特性が不明な太陽電池をワンクリックで測定します。
By a full-automatic-measurement function, measurement of a highly precise solar battery can be performed simply.

全自動 測定機能とは、パソコン側で測定条件を自動的に設定して I-V 測定を行う機能です。太陽電池の 特性が不明で、ユーザーが測定条件を設定できない場合でも、ワンクリックで自動的に適切な測定条件が選択されI-V測定を行います。
試 作した太陽電池セルで、特性が不明な場合のI- V測定 には大変便利です。
全自 動測定は 、「初回自動」と「毎回自動」が用意されています。「初回 自動」は、繰返
I-V 測定の 初回だけ自動条件設定が行われます。「毎回自 動」は、毎回、測定条件の適正化が行われます。 もちろん、手動設定で自由な条件での測定が可能です。

全自動測定を選択します。 :Full auto measurement is chosen.

A full-automatic-measurement function is a function to set up a measurement condition automatically by the personal
computer side, and to perform I-V measurement.
The characteristics of a solar battery are unknown, even when a user cannot set up a measurement condition, a suitablemeasurement condition is automatically chosen by one click, and I-V measurement is performed.
It is very convenient for I-V measurement when characteristics are unknown at the photovoltaic cell made as an experi-ment. As for full automatic measurement, "it is automatic first time automatic" and each time [ "]" is prepared.
As for a "first time automatic", an automatic condition setup is performed [ the first time of iteration I-V measurement ].
"Automatically [ each time ]", rationalization of a measurement condition is performed each time. Of course,
measurement on free conditions is possible at manual setting.

直接ソーラーシミュレータのシャッター開閉制御が可能です。
The shutter control of a direct solar simulator is possible.

測定器 (B2900A/B) 本体背面のデジタル I/O を使用して、外部と色々な連携を可能にします。 ( オプション S KIT- 02使 用)
１.デジタル出力を使用して、ソーラーシミュレータのシャッター開閉信号を出力します。
２ . デジタル入力信号に同期してスイープを開始できます。
３.デジタル入力信号により、温度測定/光量測定を実行した後、全自動でのI-V 測定を 開始します。
Digital I/O on the back of a measuring device (B2900A) is used,and various cooperation is enabled with the exterior.
1. Use a digital output and output the shutter keying signal of a solar simulator.
2. A sweep can be started synchronizing with digital input signals.
3. With digital input signals, start the I-V measurement by an auto mode after performing thermometry and actinometry.

B2900A/B背面のデジタルI/O端子

Solar simulator

測定開始手元スイッチ
Start Sw.

Digital I/O terminal on the back of B2900A/B

ソーラーシミュレータのシャッター開閉端子へ

Foot Sw.
オプション
SKIT -02

Shutter
opening-and-closing
terminal

インターロックON/OFF信号入力

メカニカルリレー(DC300V,0.5A)

RS-232Cによるシャッタ制御
Shutter control by RS-232C

GP-IB

RS-232C

多接合型太陽電池の測定に有効な「 可変電圧ステップ幅スイープ機能」
There is a "variable step width sweep function" effective in measurement of a many junction type solar battery.

「可変ステップ幅スイープ機能」により、I-V測定域全体を均一なピッチで測定ができるので、FF値の大きな多接合型太陽電池セルや太陽電池モジュールの測定ではVOC値の測定精度が向上します。 ISC値の測定では、必ずゼロ電圧を通過するスイープを行い、直接「ISC値」の測定を行うため、ISC値の高精度な測定ができます。
In order to measure the whole I-V measurement area in a uniform pitch by a "variable step width sweep function", it is effective for measurementof a many junction type solar battery (FF va lue is large).
And the sweep conditions which certainly pass an ISC v alu e (V=0 point) are set up, and positive "ISC va lue " is measured.

一般的な定電圧幅スイープ

２段電圧ステップ幅スイープ

A general sweep

Two kinds of step width

通常は、補間によりISC値を算出します。
ISC value is computed
by interpolation.

必ずISC値を直接測定
ISC value is certainly
passed.

可変電圧ステップ幅スイープ
The sweep of variable step width

必ずISC値を直接測定
ISC value is certainly
passed.

FF 値が大きな多接合型太陽電池でVOC の測定精度が向上。

It is the Sweep method effective in a many
junction type solar cell with big F F value.

4

２つの太陽電池を完全同時測定が可能です。
Perfect simultaneous measurement is possible in two solar batteries.

２チャンネルのSMUを使用して、２つの太陽電池セルを完全に同時測定を行うことができます。 ２チャンネルのSMUは、測定器内部で各測定点毎に同期を取りながら測定を行います。２チャンネルの完全同期測定により、ソーラーシミュレー
タの光の揺らぎの影響を受けず、２つの太陽電池の特性の差を正確に測定することができます。
また、I-V測定中の光量の揺らぎを同時に測定することもできます。
(B2902A/B,B2912A/Bを使用して、ソフト型番 「W32-B2900SOL4」だけで対応しています。)
SMU of two channels can be used and simultaneous measurement can be completely performed for two solar cells.
SM U o f two channels measures taking a synchronization for every point of measurement inside a measuring instrument.
By synchronous measurement of two channels, the difference of the characteristics of two solar cells can be measured correctly.
Moreove r, fluctuation of the light volume under I-V measurement can also be measured simultaneously.
( B2902A/B ,B2912A/B Only)

太陽電池 I-V 測定
Solar cells I-V

光源のチラツキ補正
Option:

光量変化を測定
Light vol. change is meas.

温度や光量など、最大５種類までの測定項目が追加可能です。
A maximum of five kinds, such as temperature and the quantity of light, of measured items can be added.
GP - IB
最大５台までのマルチメータの接続をサポートしております。従いまして、温度・湿度・光量・照度等の任意のアナログ信号をマルチメータで測定し、I-V
測定データと一緒に取り込むことができます。
Keysight DAQ973A+DAQM901Aを接続すれば、最大 B2900A/B
10chの任意のアナログ信号を取り込むことができます。

I am supporting connection of a maximum of five sets of multimeters.
Therefore, arbitrary analog signals, such as temperature, humidity, thequantity of light, and illuminance, can be measured by a multimeter,and can be incorporated together with I-V measurement data.
If Keysight 34970A+34901A is connected, the arbitrary analog signalsof a maximum of 10 ch(es) can be incorporated.

Solar Cell

任意の測定
Arbitrary measur.
25.4560

25.4560

DCV ACVDCV ACVDCI ACI

DCI ACI

温度測定用
マルチメータMeasurementof temperature

照度 / 光量計等のアナログ信号
Analog Output
of illuminometer

Keysight DAQ973A+DAQM901A

セルの検査や、指定した時間間隔での最大１万回の繰返し I-V 測定が可能です。
A maximum of 10,000 duplicate measurement is possible at the specified interval.
太陽電池セルの時系列的な特性変化や耐久性評価に使用できます。
また、１回測定ごとにポーズ状態にできますから、多数の試料を取換えながら測定する検査業務には大変有効な機能になります。
その都度、サンプル名やセルのサイズの入力ができます。
It can be used for the serial characteristic change and durability assessment of aphotovoltaic cell.
Moreover, since it is made once to a pause condition for every measurement,
it becomes a function very effective in the inspection business measured while exchanging
many samples.
Each time, the input of the size of a sample name or a cell can be performed.

耐久性評価でストレスの種類を選択できます 。
Stress is impressed a n d d u r a b i l i t y t e s t i s p e r f o r m e d .

太陽電池セルの耐久性の評価を行う場合、試験中のストレスを下記の６種類から自由に選択できます。
・OPEN, ・SHORT, ・VOLTAGE, ・CURRENT, ・Vmax, ・Imax
Vmax,Imaxは、直前の測定値を使用します。
When doing durability test of a solar cells, the stress under examination can be freely chosen to
the six following kinds.
・OPEN, ・SHORT, ・VOLTAGE, ・CURRENT, ・Vmax, ・Imax
Vmax and Imax use the last observed value.

5

ペロブスカイト 太陽電池 やDSC の ISC/VOCのトレンド測定や応答性評価 を行います。
Trend measurement of the long time of ISC or VOC can be performed.

ペロブスカイト太陽電池やDSCの光照射よるISC/VOCの劣化の観測や、光電流の応答遅れの評価を行います。
ISCはバイアス電圧を印加でき、VOCはバイアス電流を印加できます。サンプリング20万回まで可能。
The observation of deterioration of ISC/VOC by light irradiation, such as a "perovskite solar cell" and "DSC", can be performed.
The response delay of photoelectric current can also be appraised. ISC can impress bias voltage. VOC can impress bias current.
ISCのトレンド測定例 ISC trend

VOCのトレンド測定例

VOC trend

シャッター開閉に連動した ISC/VOC モニターが可能です。
The ISC/VOC monitor interlocked with shutter opening and closing is possible.

測定前の、標準セルによるソーラーシミュレータの光量調整や、供試体セル
接続配線の導通確認が簡単にできます。
この機能は、モニター開始と同時にシャッターをオープンし、モニター終了とともにシャッターをクローズさせるシャッター連動動作も可能です。
The identification of quantity-of-light adjustment of the solar simulator by the standard cell before
measurement and connection wiring of a specimen cell can be performed simply.
The shutter ganged operation which opens a shutter simultaneously with a monitor start and makes
a shutter close with termination of a monitor is also possible for this function.

シャッターをオープンし、
ISC のモニターを行います。
A shutter is opened and'ISC' is monitored.

シャッターをオープンし、
VOC のモニターを行います。
A shutter is opened and' VOC ' is monitored.

高速なI-V測定ができます。(15ポイントを2msで測定)
High-speed I-V measurement can be performed.(15points/2ms)

無機系の太陽電池では、測定確度の高いI-V測定結果を得るために、測定器の積分時間は1PLC、測定遅延時間は5ms程度、
測定ポイント数は30ポイント以上で測定することが、最も無難な測定条件です。
この場合、１ポイントの測定時間が約25msですから、30ポイントのI-V測定に要する時間は0.75secになります。
しかし、パルス光等の測定で、より高速でのI-V測定を必要とする場合が有ります。この時、測定が可能な最速の物理的限界を把握しておくことは重要です。また、高速な測定では測定器の確度が低下します。
In order to obtain an I-V measurement result with high measurement accuracy in an inorganic system solar cell, it is the safest measurement
condition that measure 1PLC and measurement delay time in about 5 ms, and the integration time of a measuring device measures the numberof points of time measuring by 30 points or more.
Time required for I-V measurement of 30 points is set to 0.75 sec since the measuring time of one point in this case was about 25 ms.
However, in measurement of pulsed light etc., there is the necessity of performing I-V measurement at a high speed.
At this time, it is important to know the fastest physical limitation that can be measured.
Moreover, the accuracy of a measuring device falls in high-speed measurement.
30ポイントを2 ms で測定(sampling 7 0us)

本ソフトでの最速のサンプリング時間は、10usです。従いまして、100ポイントのI-V
測定を1msで完了できます。
しかし、実際はSMUの電圧応答性、接続ケーブルや太陽電池電極等の測定系の容量成分・誘導成分の影響により、電流応答が高速な無機系太陽電池でも、確実なI-V測定を行うためには、60us以上の測定遅延時間を必要とします。
その結果、70usのサンプリング時間が正常なI-V測定結果を得られる最小の時間間隔となります。
注 ) サンプリング速度は、使用する測定器の型式に依存します。
(最小サンプリング時間 : B2901A/B,B2902A/B=20us , B2911A/B,B2912A/B=10us)

Therefore, I-V measurement of 100 points can be completed in 1 ms.
However, in practice, under the influence of the capacity ingredient and guidance ingredient of the system of measurement of the voltage response
and connecting cable of SMU, a solar cell electrode, etc., in order for an inorganic system solar cell to also perform positive I-V measurement,
the measurement delay time of 60 or more us is needed.
As a result, the sampling time of 70us serves as the minimum time interval that can obtain a normal I-V measurement result.

測定したパラメータの２５度換算値を計算します。
The 25-degree equivalent of the measured parameter is calculated.

この換算を行うためには、ユーザー側で太陽電池セルの各パラメータの温度係数を事前に把握しておく必要があります。
換算するパラメータは、 Isc, Voc, Pmax,FF, 変換効率です。

温度係数入力画面 Temperature coefficient input screen

In order to perform this conversion, it is necessary to grasp the temperature
coefficient of each parameter of a photovoltaic cell inadvance by the user side. target parameter = Isc,Voc,Pmax,FF,η

6

日々、連続的に I-V 測定が可能です。
I-V measurement is continuously possible every day.

指定した開始時刻から終了時刻まで、毎日、I-V測定を繰り返します。
１日最大65,000回のI-V測定が可能です。
測定結果は、日別に新しいExcelブックに保存され、測定日数分の
Excelブックが作成されます。
長期の特性変化の監視や、屋外試験に使用できます。
試験中のセル両端は解放状態で放置されます。
I-V measurement is repeated from the specified start time tofinish time every day.
I-V measurement is possible a maximum of 65,000 times per day.
A measurement result is saved in an Excel book new according toa day, and the Excel book of the day of measurement some is created.
It can be used for the surveillance of the characteristic change by
various stress, and an outdoor examination.
日別にExcel-Bookが作成され、保存されます。
The ce ll both ends under examination are
Excel-Book is created and saved according to a day.
neglected by a disengagement.

高精度な「 Dark I-V 測定」ができます。
Highly precise "Dark I-V measurement" can be performed.

分解能 100pA
の測定器

100pA

B2900 シリーズは高分解能での電流測定が可能ですから、微小電流域のDARK I-V測定が可能になります。(0.1pA/0.01pA)
従来、エレクトロメータやピコアンメータで測定していた「DARK I-V測定」も測定が可能になります。
(B2901A/B,B2902A/Bの分解能 0.1pA, B2911A/B,B2912A/Bの分解能 0.01pA)注)測定分解能は、測定確度ではありませんから、ご注意ください。

分解能 0.01pA
の測定器

10pA
1pA

After the current measurement in high resolution is possible for B2900A series, D ARK- I V
measurement of minute current is attained. (0.1pA/0.01pA)
In DAR K I- V measurement measured with the electrometer or the pico ammeter,
measurement becomes possible conventionally.
(Resolution 0.1pA of B2901A and B2902A, B2911A, resolution 0.01pA of B2912A)

測定結果の合否判定機能が用意されています。
The pass-fail decision of a measurement result can be performed.

IV測定によって算出された評価パラメータ全てに、Pass/Failの判定値の設定が可能です。判定を外れたパラメータは、赤色でExcelシートに入力されます。
製品の合否判定を行うことができます。
In all the evaluation parameters of the 2nd clause computed by I V measurement, a setup of thejudgment value of Pass/Fail is possible.
The parameter which separated from the judgment is inputted into an Excel sheet in red.
The yes-no decision of a product can be performed.

合否判定値入力画面
Pass/Fail decision value input screen

シーケンス動作で、 Dark I-V測定とOneSun I-V測定 を一度に測定できます。
In sequence operation, two or more measurement conditions can be measured at once.

シーケンス動作は、最大 6 種類の測定条件を事前に登録し、その測定条件を自動的に変更しながら連続的に測定する機能です。例えば、「DARK IV測定」と、「ONE-SUN IV測定」をワンクリックで行いたいときに便利です。
Sequence operation is a function measured continuously, registering a maximum of four kinds of measurement conditions, and changing the measurement
condition automatically.
For example, it is effective to perform "DARK IV m ea surement" and "ONE- SUN IV me as urement" by once.
最初はDARK-IV測定をします。
DARK-IV measurement.

7

次にシャッターを開き、ONE-SUNのIV測定を行います。
ダーク

Next, a shutter is opened and IV measurement of ONE- S UN is performed.

日本語/英語の表記を切換できます 。
The notation of Japanese and English can be switched.
日本語と英語の切換え
change ofJapanese and English

日本語環境で使用する場合、本ソフトの画面表示を日本語と英語で切換が出来ます。
日本語版 MS-Excel以 外で本ソフトを使用する場合は、強制的に英語表記に切り換わります。

When using it by Japanese environment, a change can do the display of this software in Japanese and English.
When using this software except Japanese version MS- Ex cel, it switches to the English notation compulsorily.

関数波形発生機能で、電圧 - 電流応答時間の測定ができます。
Measurement of a voltage-current response can be performed in a function wave generating function.

関数波形の発生機能により、時間軸での電圧-電流応答性の評価が可能です。電圧/電流の発生と測定は、最小10us間隔(測定器機種に寄る)まで設定が可能です。 各種太陽電池の時間軸での応答性評価に有効な測定です。
例えば、１波形を100ポイント(Max.1000ポイント)で作成する場合、１波形の最小周期は、1ms(1kHz)になります。
下図は、DSCを使用して、色々な電圧波形で電流応答性を測定した例です。
By the development function of a function wave, evaluation of the voltage-current response in a time domain is possible.
A development and measurement of voltage/electric current are possible to a minimum of 10 us gap.
It is measurement effective in response evaluation on the time-axis of a dye sensitizing type solar battery.

位相差が発生約50msで電流が収束

非直線性

電圧に対して電流が遅れて収束する。

completed behind time by electric current to voltage.

電圧電流間に位相差が発生する。

電圧電流間の非直線性が生じる。

Phase difference occurs between voltage and electric current.

Nonlinearity arises on voltage and electric current.

量子効率測定システムへアップグレードが可能です 。
It is upgradable to a spectrum sensitivity measurement system.
I-V 測定システムを、 量子効率 測定システムへアップグレードできます。
① モノクロメータ(分光光源)を追加します。
② モノクロメータの光量を測定するための光パワーメータを追加します。
③ I-V測定ソフトを、量子効率測定ソフトへアップグレードします。

※別途、 量子効率 測定用ソフトの詳細カタログをご用意しています。

An I-V measurement system is upgradable to a spectrum sensitivity measurement system.
1. Monochrome meter (spectrum light source) is added.
2. The optical power meter for measuring the light volume of monochrome meter is added.
3. I-V measurement software is upgraded to spectrum sensitivity measurement software.

I-V測定システム IV measurement system
Shutter control
Solar simulator

GP-IB

Solar Cell

Keysight SMU B2900A/B Series

量子効率測定用に追加
It adds to spectrum sensitivity
measurement.

IPCE 3D MEASUREMENT

光パワーメータ
Optical power meter

朝日分光製
分光光源 MLS-1510
300nm～1100nm
Monochrome meter

光電流の応答性測定
Response measurement of photocu r r e n t

8

本ソフトを動作させるためには、必ず、MS-Excel(32bit版)が必要です。
GPIBボードは含んでいません。

太陽電池I-V測定ソフト価格
対象となる
測定器

ソフト型番

機能の違い

soft product number

Difference in function

Applicable Device

Keysight SMU
B290 0 A/B
Series

対応する
GPIB ボードメーカ

どちらか1chで測定同時
マルチサンプル
2ch で測定可能 スイープ可能

ソフト価格
soft price

GPIB Board vendor

W32-B2900 SOL 3-N

NI製 ( または、互換器 )W32-B2900 SOL 3-R

RATOC SYSTEM 製

W32-B2900 SOL 4-N

NI製 ( または、互換器 )W32-B2900 SOL 4-R

RATOC SYSTEM 製

動作環境

370,000円 Windows7/8.1/10/11(64bit版推奨)420,000円

MS-Excel2010/2013/2016
2019/2021(32bit版 Only)

注)価格に消費税は含んでおりません。

オプション品
シールド付き４端子接続ケーブル
型番

定価

S4W-01

20,000円

分離型シールド付き
４端子接続ケーブル(低リーク電流)

型番

定価

S4W-0322,000円

シールド付き標準太陽電池接続ケーブル４Φバナナ

ミニ ワニ口Max. 6A/80V
長さ 2m(ガード/シールド線)

キャノン 4P

定価

Max. 5A/80V

22,000円

長さ 2m(シールド線)

定価

S4W-0587,000円

ワニ口

４Φバナナ

型番

型番

ワニ口

４Φバナナ

S4W-02微小電流測定用
接続ケーブルミニ ワニ口Max. 6A/80V
長さ 2m(シールド線)

注)温度測定端子は接続できません。

４Φバナナ
長さ 1m(ガード/シールド対応)

バナナ-ワニ口変換

TRX/ローノイズケーブル型
４端子接続ケーブル

型番

定価

S4W-04390,000円

ミニ ワニ口ワニ口

バナナ-TRX変換

TRX/ ローノイズケーブル

TRX-バナナ変換
インターロックON/OFF信号入力

ソーラーシミュレータ
シャッター開閉制御用
アダプタ
型番

定価

SKIT-02

39,000円

インターロック解除コネクタ
型番 ICAN-01
定価 18,000円

測定開始手元スイッチ
0.2m

2m
B2900リアーのコネクタに装着

メカニカルリレー(DC300V,0.5A)

3m
3m

ソーラーシミュレータのシャッター開閉端子へソフトが対応するKeysight B2900A/Bシリーズの仕様概要 2024.03時点
出力(DC)
最大出力(DC)
型番
Ch数
分解能
桁数
(測定可能なVOC/ISC範囲)
電圧
電流

測定
分解能
桁数

電圧

電流

Min
Sample
Rate

推奨

5.5

1uV

10pA

6.5

0.1uV

1pA

200us

推奨

5.5

1uV

0.1pA

6.5

0.1uV

0.01pA

50us

5.5

1uV

1pA

6.5

0.1uV

0.1pA

20us

5.5

1uV

1pA

6.5

0.1uV

0.1pA

20us

1

6.5

0.1uV

0.01pA

6.5

0.1uV

0.01pA

10us

B2912B2

6.5

0.1uV 0.01pA

6.5

0.1uV

0.01pA

10us

B2901A (旧型)

1

5.5

1uV

1pA

6.5

0.1uV

0.1pA

20us

B2902A (旧型)

2

5.5

1uV

1pA

6.5

0.1uV

0.1pA

20us

B2911A (旧型)

1

6.5

0.1uV

0.01pA

6.5

0.1uV

0.01pA

10us

B2912A (旧型)2

6.5

0.1uV 0.01pA

6.5

0.1uV

0.01pA

10us

B2901BL1

21V/1.515A

B2910BL

1

210V/0.105A, 21V/1.515A

B2901B

1

210V/0.105A, 21V/1.515A
6V/3.03A

B2902B2

B2911B9(参考874,000円)(参考1,075,000円)(参考2,085,000円)

210V/0.105A, 21V/1.515A
6V/3.03A

多チャンネル

太陽電池 I-V 測定ソフト (Max.30ch, Max.60ch)

Solar cell IV measurement software for multi-channels

本ソフトには、機器類や配線関連の費用は一切含まれておりません。
Apparatus and no wiring-related expense are contained in this software.

Max.30ch 太陽電池 I-V 測定ソフト
抵抗 負荷 ストレス機能付き
Stress impression function by resistance load

負荷抵抗接続用

ソフト品番
W32-B2900SOLM4 (DAQ973A用)
W32-B2900SOLM2 (34970A用)SCANNER
DAQ973A

アクチュエータDAQM903A(3枚)KEYSIHGT社SCANNER
DAQ973A

4端子接続専用
Max 1A

抵抗負荷
電子負荷

KEYSIGHT
B2900A/Bシリーズ
マルチプレクサ DAQM 901A (３枚)４端子法 10ch * 3 = Max.30ch

抵抗負荷無し(Max. 30ch)の構成例

抵抗負荷有り(Max. 10ch)の構成例

DAQ973A

Max 30ch

抵抗負荷有り(Max. 30ch)の構成例
DAQ973A

DAQ973A

B2900A/B Series

B2900A/B Series

マルチプレクサDAQM901A(Max.３枚)
４端子法
10ch * 3 = Max.30ch

アクチュエータDAQM903A(1枚)DAQM973A

B2900A/B Series

マルチプレクサDAQM901A(1枚)４端子法
10ch * 1 = Max.10ch

マルチプレクサDAQM901A(Max.３枚)
４端子法
10ch * 3 = Max.30ch

アクチュエータDAQM903A(Max.3枚)

Max.60ch 太陽電池 I-V 測定ソフト
負荷抵抗接続用
34937A 汎用モジュール32ch (Max. ４枚)(1セル 2ch 使用, 16ch*4枚=Max. 64ch)

抵抗 負荷 ストレス機能付き
Stress impression function by resistance load

ソフト品番 :W32-B2900 SOLM 3

349 37 T
ターミナルブロック

KEYSIGHT 34980A( カードスロット数 = 8)4端子接続専用
Max 1AKEYSIGHT
B2900A/B Serise

34921T
ターミナルブロック対象となる測定器
Applicable Device

測定チャンネル

SUM

スキャナ

Keysight SMU
B2901A/B
SeriesDAQ973A
DAQM901A
等

Max. 30ch

34980A
34921A等

Max. 60ch

34970A(廃盤)34901A(廃盤)等

Max. 30ch

34921A マルチプレクサ (Max. 3 枚 )４端子法 20ch * 3枚 = Max. 60ch

抵 抗負荷
電 子負荷

Max 60ch

ソフト型番

対応する
GPIBボードメーカ

soft product number

GPIB Board vendor

W32-B2900SOLM4-N

NI製 ( または、互換器 )W32-B2900SOLM4-R

RATOC SYSTEM 製

W32-B2900SOLM3-N

NI製 ( または、互換器 )W32-B2900SOLM3-R

RATOC SYSTEM 製

W32-B2900SOLM2-N

NI製 ( または、互換器 )W32-B2900SOLM2-R

RATOC SYSTEM 製

ソフト価格
soft price

動作環境

消費税は含まれません。

780,000円
920,000円

Windows7/8.1/10/11(64bit版推奨)MS -Excel
2010/2013/2016
2019/2021(32bit版 only)

780,000円

10有機FET + 太陽電池 I-V 測定
SMU の型式は、 2ch タイプ (B2902A/B,B2912A/B) だけに対応します。
DRAIN

伝達特性/入力特性

GATE

SMU

Vd を固定して、 Vg をスイープし、 Id を測定します。

SOURCE

SMU
測定例

算出値
・ Vth
・線形領域のキャリア移動度
・ Vth(sat)・飽和領域のキャリア移動度

- +
DRAIN
SOURCE

Vd固定/Id測定
Vgスイープ

D

G

GATE
SMU

S

Keysight 製
B2902A/B
B2912A/B

SMU+ -静特性/ 出力特性
太陽電池I-V測定 + 有機FET

Vg をパラメータにして、 Id-Vd 特性を測定します。
測定例
Vd スイープ /Id 測定

Vg 固定

G

D

SMU

消費税は含まれません。

ソフト型番

対応するGPIB

W32-B2900SOL4F-N

NI

W32-B2900SOL4F-R

RATOC SYSTEM

価格

500,000円

有機FET専用S
SMU

W32-B2900FET-N

NI

W32-B2900FET-R

RATOC SYSTEM

340,000円

光量 自動 可変 + 太陽電池 I-V 測定

ソーラーシミュレータの光量を自動的に変化させながら
I-V測定を行います。

使用できるソーラーシミュレータは、朝日分光製に限られます。
HAL-320 (光量可変範囲 30～100%)
HAL-320W (光量可変範囲 30～100%)
NDフィルタを使用して、さらに低光量に対応が可能です。

RS-232C
シャッター開閉制御
光量制御

GP-IB

光量の自動可変光量

Keysight社
B2900A/B Series

VOC の変化

光量

光量

Rs の変化Rsh の変化

光量

光量

変換効率の変化FF の変化

光量

光量

使用可能なソーラーシミュレータ は、朝日分光製「HAL-C100」、「HAL-320」、「HAL-320W」です。

光量自動可変I-V測定

11

消費税は含まれません。

ソフト型番

対応するGPIB

W32-B2900SOL4L-N

NI

W32-B2900SOL4L-R

RATOC SYSTEM

価格

500,000円

Pmax自動追尾 + 光源チラツキ補正 + 太陽電池I-V測定
狭い範囲の I-V スイープを行いながら、自動的に Pmax を追尾し耐久性の評価を行います。
Pmax自動追尾を行います。

Pmax追尾には5種類のパターンがあります。
ヒスのないセルのPmax追尾(Siセル等、無機系セルの場合)
Siセルのようなヒスの無いセルは、Pmaxが1つしかないため、一般的なパワコン内部で行われている山登り法と同じ追尾を行います。

Watt
ST

AR

T

ヒスのあるセルのPmax追尾-1(順構造ペロブスカイトセル、DSCの場合)

Pmax 自動追尾

行き/戻りの両方のPmaxを追尾するためには、
少し広い幅をサーチしてPmaxを追尾する必要があります。
Pmax(Rev)

一般的な山登り法を行うと、最初に検出したPmaxだけを自動追尾します。 Pmax(Rev)

Watt

Watt

Pmaxの変化に合わせて、自動的にスイープ範囲が移動し、Pmaxを追尾します。

Pmax(Fwd)

Pmax(Fwd)
ST

T
AR

ST

Pmax の値は、 2 次多項式により正確に算出されます。

Pmax(Rev)

T

Step Overヒスのあるセルの場合でも、行き/戻りのVmaxが、ほぼ同じ場合があります。
この場合、一般的な山登り法でPmaxを追尾できま
すが、検出されるPmaxは行き/戻りにヒスが生じます。

※2次多項式によるPmaxの正確な算出算出されたPmax

AR

ST

AR

T

Pmax(Fwd)

測定値

測定値

ヒスのあるセルのPmax追尾-2
測定値(逆構造ペロブスカイトセル)
Pmax(Fwd)

ST

AR

逆構造の場合、ヒスのあるセルでも、Pmaxの追尾は簡単です。
戻りのPmaxが、行きのPmaxより手前にあるため、行きのPmaxを検出した後、StepOverすることなく、
直ちに反転すれば、戻りのPmaxが検出できます。

T

Pmax(Rev)

I-V 測定時の、光源のチラつきに起因する電流変動を補正します。
SMUの型式は、2chタイプ(B2902A/B,B2912A/B)だけに対応します。
測定例
Solar simulator
GP-IB
SMU-2

I-V測定中の光源のチラツキを基準セルで測定する。

チラツキを補正した
正しいI-V特性。

SMU-1

基準セル
(光源チラつき測定用)

Agilent SMU
B290 2A/B,B2912A/B

供試体セル

Pmax自動追尾+光源チラツキ補正
光源のチラツキの影響を受けたI-V特性

ソフト型番

対応するGPIB

W32-B2900SOL4M-N

NI

W32-B2900SOL4M-R

RATOC SYSTEM

消費税は含まれません。

ソフト価格

520,000円

12ペロブスカイト太陽電池 ヒステリシス回避の高速 I-V 測定
約2倍の速さで、ペロブスカイト太陽電池のI-V特性のヒスを回避します。
2チャンネルタイプのSMUを使用すると、2セル同時測定で、約4倍の高速化が可能です。
注)高速化は、セルのヒステリシス特性に大きく依存するため、必ず２倍になることを補償するものではありません。

従来のI-V測定

従来は、全域を
ゆっくり測定してヒステリシスを回避していました。
ヒステリシスを回避

ヒステリシスを伴うI-V特性

高速I-V測定

高速I-V測定では、ヒスの無い部分は速く測定し、ヒスの有る部分だけをゆっくり測定します。

高速化が期待できるI-V特性の電流波形

順構造ペロブスカイト太陽電池

色素増感太陽電池

高速化が期待できないI-V特性の電流波形

不安定な太陽電池
逆構造ペロブスカイト太陽電池

ヒステリシス回避 高速I-V測定

13

消費税は含まれません。

ソフト型番

対応するGPIB

W32-B2900SOL4D-N

NI

W32-B2900SOL4D-R

RATOC SYSTEM

ソフト価格

640,000円

量子効率+分光感度+IV測定システム
専用カタログ有り

太陽電池
朝日分光
分光光源MLS-1510

Newport
光パワーメータ

KEYSIGHT
B2900A/B Series

光触媒・各種光センサー
RE

CE

WE

カタログ

推奨システム構成
分類
分光光源 セット(朝日分光製)EQE測定セット型番

内訳

参考 価格 2024.03(PC は含まれません。 )MLS-1510(FullSet)

朝日分光製 MLS-1510、 固定スタンド、ロッドレンズ (0.5倍) 、ストレートファイバ
波長 250nm～ 1 100nm、照 射領域 13mm角 ～ 69mm角

2,640,000 円

EQE-MEAS-SET01

測定器 Keysight 製 B2910 BL、光パワーメータ Newport 製 191 9 -R,818-UV/DB
GPIB-USB変換器、セル接続用ケーブル(S4W-03) 等々

1,800,000 円(各社測定器類)※使用する測定器により、価格が変わります。

計測 ソフトウェア W32-B2900SOLAS2-N

計測制御ソフトウェア一式

1,100,000 円

価格は、予告なく変更される場合があります。パソコンは上記価格に含まれておりません。
上記システム構成は、ご要望により下記の機器との入換が可能です。その場合、別途お見積りになります。
I V測定には、別途、ソーラーシミュレータが必要です。

5,540,000円

合計金額

注)消費税は含まれておりません。
注)価格は予告なく変更になる場合があります。

手動式モノクロ光源用
モノクロ光源は、ユーザー側でご用意ください。
2024.03

分類

品番

参考価格

EQE測定セット
各種測定器類E QE- ME AS-SE T0 1

1,800,000円

計測ソフトウェア

W 32 -B2 90 0SO L5- N

780,000円

注)消費税は含まれておりません。

14

太陽電池I-V測定ソフト

GP-IB

専用カタログ有り

KEITHLEY 2400 Series
ADC 624X/625X Series

KEITHLEY 2450/2460

ADC 624X/625X Series

カタログ

KEITHLEY 2400 serise【動作環境】
パソコン:MS-Officeが快適に動作する環境 : Windows7/8.1/10/11(64bit推奨), MS-Offics2010/2013/2016/2019/2021(32bit版 Only)
RAM : Windows7(4GB以上),Windows8.1/10/11(8GB以上)
ディスプレー:解像度 縦1,024ドット以上【商標】
Windows 7,Windows8.1,Windows10,Windows11 MS-Office/Excelは、米国マイクロソフト社の商標です。

使用できるGP-IBインターフェイス
ソフト型番の末尾が「- R 」の場合
ソフト型番の末尾が「-R」の場合

販売終了

製造元
品名
型番
OS
価格

【USB-RS232C変換器】

ラトックシステム製
USB2-GPIBコンバータ
REX-USB220
製造元仕様に準ずる。
62,000円(税別)

製造会社
ラトックシステム㈱製品名USB-シリアルコンバータ
型番/価格 REX-USB60F/6,400円
Type-Cモデル
型番/価格 REX-USB60FC/7,800円

注意)
本商品は、製造元で製造終了となっております。

ソフト型番の末尾が「-N」の場合製造元 NIGPIB-USB-HS+
品名
型番783368-01
OS
製造元仕様に準ずる。
製造元にお問合せ。
価格

製造元 キーサイト・テクノロジー
品名USB/GPIBインターフェイス
型番82357BOS
製造元仕様に準ずる。
価格
製造元にお問合せ。

製造元 ケースレー
GPIB-USBインターフェイス
品名
KUSB-488, KUSB-488B
型番OS
製造元仕様に準ずる。
価格 製造元にお問合せ。

注)NI互換モードで使用。
注)キーサイト社測定器以外の通信は未確認。

注)ケースレー社測定器以外の通信は未確認。

GPIBケーブル
長さ
価格

販売店

0.5m
10,000円

1.0m

2.0m

4.0m

12,000円

14,000円

25,000円

製造元〒470-0125 愛知県日進市赤池1-1301
株式会社（株式会社システムハウス・サンライズ）
TEL 052-805-5177 FAX 052-805-5144

http://www.ssunrise.co.jp