取扱説明書
Bluetooth デジタルノギス 150/200/300（Bluetooth Digital Caliper150/200/300）
型名 : SSC-650/750/850

特長➢最小表示量➢保護等級➢ワイヤレス通信：0.01mm：IP67：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

Q-139-1-J ver1.4

1外観・外形図

SSC-650
測定範囲：0-150mm。

SSC-750
測定範囲：0-200mm

SSC-850
測定範囲：0-300mm

単位：mmSSC-650
SSC-750
SSC-850

A234.5290.5
388B405064C
1114142D
161919E
16x3.516x3.516x4

Depth rod
4x1.4
4x1.4
なし

内側用ジョウ

名称DATA

デプスバー
MODE

SET

外側用ジョウ★測定器の操作
MODE①ボタン
測定器には、２つの設定モード、基本設定と拡張設定があります。
DATA
②ボタン
測定時はデータ送信ボタン、設定時は設定確定ボタンとなります。
SET③ボタン
長押しでプリセット、設定時は設定内容の変更に使います。
④シリアル通信（Bluetooth/RS232/USB）
シリアル通信により、測定値の伝送と計測器各機能の設定ができます。
データ伝送仕様は、4800bps, 7 bits, even parity, 2 stop bits です。

[1]基本設定 : MODEボタン⇒通常押し（1秒以内）

通常押し
長押しプリセット値に戻す

プリセット値を登録する

ペアリングを解除する

Bluetooth モード

3

MAC アドレスを表示する

[2]拡張設定 ： MODE ボタン⇒長押し（１秒以上）

単位

Bluetooth Profile

mminchSimplePaired and Secure

HID(2) Simple profile では、表示されません。
(3) 有効な設定が、先行して表示されます。

[3] オフ[4]お好み機能設定 : DATAボタン⇒長押し（1秒以上）(1)本機能を有効にするか無効にするかの設定です
MODE ボタン：長押し（３秒以上）

SET ボタン⇒長押し（２秒以上）

DATA モード

有効無効

プリセット値をセットする
スタンバイ
電源オフ

HOLD モード

SET モード

電源オフ

PRESET モード[5]電池交換法

4[6] Bluetooth® 利用について
6.1. HID モード（外部キーボード入力相当）の場合①拡張設定で、HID に設定②基本設定で、Bluetooth を On
③基本設定で、Bluetooth を Reset④PC とペアリング接続（機器名称：S_Cal EVO HID）
⑤測定して、送信ボタンで送信

6.3.Bluetooth に関する表示
表示状態

動作モード

消灯

Bluetoothを使用しない点滅

Bluetooth接続要求中

点灯

Bluetooth接続完了
reset : ペアリングの解除
MAC : MACアドレスの表示

6.2.Pair モードの場合①拡張設定で、Pair に設定

Simple : ペアリングなしの通信
Pair : paired and secured profile②基本設定で、Bluetooth を On
③基本設定で、Bluetooth を Reset④PC とペアリング接続（機器名称：SY295）⑤測定して、送信ボタンで送信

HID : virtual keyboard（キーボード入力）

6.4. Bluetooth の接続 :1°Bluetooth のソフトウェアとハードウェアをアクティブにしてください（マスターの PC と本機）。
2°本機を動作させてください。Bluetooth がアクティブになり、Bluetooth マークが点滅します。
3°もし Bluetooth マークが点灯しない場合は、基本設定において、BT モードを ON にしてください。
4°Bluetooth 通信が可能となります。
6.5. ペアリングについて :マスターの PC と初めての接続においては、ペアリングが自動的に確立されます。
新たなマスターの PC と本機をペアリングするためには、本機の基本設定において、Bluetooth の RESETを実行し、かつマスターであった PC においても、ペアリングを削除してください。
6.6. Bluetooth® 仕様

項目仕様

周波数帯

2.4GHz

変調方式

GFSK

最大出力

Class3(1mW)

到達距離≦15m（オープンスペース），1-5m(実際の環境下)バージョンBluetooth4.*

5[7]仕様項目

SSC-650

SSC-750

SSC-850

最小表示量(mm)

0.01

0.01

0.01

測定範囲(mm)

0～150

0～200

0～300

指示誤差(mm)±0.02(0-100mm)±0.03(100-150mm)±0.02(0-100mm)±0.03(100-200mm)±0.02(0-100mm)±0.03(100-300mm)

繰返し精密度(mm)

±0.01

±0.01

±0.01

最大スライド速度(m/sec)

最大 2.5

最大 2.5

最大 2.5

表示リフレッシュレート(回/sec)

最小 10

最小 10

最小 10

データ出力

BluetoothBluetoothBluetooth

454545

約6か月(通常使用)

約6か月(通常使用)

約6か月(通常使用)

動作温度範囲(℃)

5～40

5～405～40

保存温度範囲(℃)-10～60-10～60-10～60重さ(g)175205275

保護等級

IP67IP67

IP67

電池

CR2032

CR2032

CR2032

全長（デプスバーを除く）(mm)

234.5

290.5

388

外側ジョウ(mm)405064

内側ジョウ(mm)161919デプスバー

ありありなし実効消費電流(μA)
電池寿命[8]メンテナンス
的確な動作を確保し、腐食を防ぐために、液体に触れた後は、機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。
また、本測定器を直射日光、高温高湿にさらさないでください。

6

[9]内蔵する Bluetooth®モジュールについてこのモジュール、ISP091201 は、Nordic Semiconductor 社の nRF8001 μBlue Bluetooth Low Energy
Platform を内蔵しています。nRF8001 は、Bluetooth Ver4.0 以下のすべての機能を含む、超低消費電力のワイヤレスアプリケーション、Bluetooth Low Energy（BLE）仕様のベースバンドプロトコルエンジン内蔵の送受信シングルチップです。

[10]電波法認証
内蔵 bluetooth module

ISP091201D

地域・国認証米国

FCC ID : 2AAQS-ISP091201

カナダ

IC : 11306A-ISP091201

ブラジル

Anatel : 0516-14-4534

韓国
メキシコ

MSIP-CRM-iNs-ISP091201
IFT : RCPSYIS14-0655

日本

001-A06167

台湾

CCAH18LP2040T6

EU
インド

WPC : ETA-1003/2-17-/RLO(WR)7

保証
この製品は JIS またはテクロック社規格に合格しかつ長さ及び質量の国家標準に対しトレーサブルであることを保証します。

注意事項
1) 本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して、点検の周期を定め、定期点検を行ってください。弊社以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。
2) 本測定器は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません。

仕様及び外観は、製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 テクロック
株式会社 テクロック・スマートソリューションズ

https://teclock.co.jp
本社・中部営業所〒394-0042 長野県岡谷市成田町 2-10-3
東京支社・東部営業所〒108-0073 東京都港区三田 3-4-18-702
大阪支社・西部営業所〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-1-31-305

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914
TEL.(03)5765-5333/5334 FAX.(03)5765-5335
TEL.(06)6743-0555

e-mail : teclock@teclock.co.jp

FAX.(06)6743-0558