発泡液試験片 （JIS Z 2329）

一般社団法人使用目的

JIS Z 2329 に定める発泡液の性能を調べるためのもので、使用発泡液が既定の発泡圧力（大気圧との差圧、5 103Pa）以下で発泡することを確認する試験片です。試験片を小孔（φ5mm）をあけた容器または試験板の小孔をふさぐように粘着アルミ箔テープを用いて取り付け、加圧法の場合、順次加圧しながら試験片の孔から発泡が生じる最低発泡圧力を確認します。また、真空法の場合、試験片を貼り付けた試験板を真空箱で覆い真空排気を行い、試験片の孔から発泡が生じる最低発泡圧力を確認します。

考単位 ｍｍ

BL 30/100

φ 0.030±0.004

BL 30/100 梱包発送費込

備考 1. 発泡液試験片の材料は、腐食し難い金属です。
2. 発泡液試験片の表示は、次によります。
。
BL 30 ／ 100

発泡試験片（拡大図）

30 以上

試験片カタログ

厚板 100µｍを示します。
孔径 30µｍを示します。
発泡漏れ試験を示します。

0.10

備

称

30 以上

名

日本非破壊検査協会

目視基準ゲージ （JIS Z 2340）
使用目的

目視観察条件の校正と確認のために用いるもので、必要とするラインペアが識別できる観察明るさ、観察距離および観察速度を選択するために使用します。
また、画像記録を作成する場合、画像上で必要とされるラインペアが分離識別されれば、目視相当の画像記録とみなすことができます。

名称

赤色浸透探傷試験用
黒色磁粉探傷試験用
蛍光浸透探傷試験用
蛍光磁粉探傷試験用

備

写真 1 赤色浸透探傷のキズ指示模様

考① 大型目視基準ゲージ：１枚
小型目視基準ゲージ：１枚
退色確認色見本：1枚（黒封筒入り）の３枚セットで収納ケースに入っています。
② 各種類とも梱包発送費用込。

写真 2 蛍光浸透探傷のキズ指示模様

黒色

蛍光赤色

試験片トレーサビリティ証明書および品質証明書（試験成績書含む）の発行
トレーサビリティ証明書①超音波厚さ計用対比試験片（JIS Z 2355-2） ②磁粉探傷試験用標準試験片（JIS Z 2320-1）③発泡液試験片（JIS Z 2329）

品質証明書（試験成績書含む）①超音波探傷試験用標準試験片（JIS Z 2345-1 〜 JIS Z 2345-4）
発行図書見本

トレーサビリティ証明書

超音波測定試験成績書

超音波寸法測定成績書

一般社団法人

日本非破壊検査協会

社会に価値ある安全・安心を提供するJSNDI

The Japanese Society for Non-Destructive Inspection

http://www.jsndi.jp/
本部事務局 試験片係

〒136-0071
東京都江東区亀戸 2-25-14 立花アネックスビル 10 階

注）価格は、機関誌又は HP をご参照願います。

TEL：03-5609-4012

No.201907-01

超音波探傷試験用 標準試験片（JIS Z 2345-1 〜 JIS Z 2345-4）

放射線透過写真のきずの像の分類用ゲージ
これらのゲージは、透過写真のきずの像の分類作業を効率よく行うために考案されたもので、それぞれ次の 3 種類の規格に基づいてデザインされています。
①JIS Z 3104-1995「鋼溶接継手の放射線透過試験方法」②JIS Z 3105-2003「アルミニウム溶接継手の放射線透過試験方法」 ③JIS G 0581-1999「鋳鋼品の放射線透過試験方法」

使用目的

使用目的

①反射源の位置の測定に必要な時間軸の調整②反射源からのエコー高さの測定に必要な調整③探傷装置の点検に必要な探傷装置の特性、性能の点検

測定範囲の調整
探傷感度の調整
性能特性の測定①②③注）試験片収納ケースは、2019 年 8 月 1 日出荷分よりアルミニウム製から樹脂製に変更させていただきます。

磁粉探傷試験用 標準試験片（JIS Z 2320-1）

STB-N1

STB-A1

使用目的
種名類

垂直探傷

称

N1 形

STB-N1○A1 形

STB-A1

○調整
○調整

調整

調整

厚板

SM490C

約 2.9
約 6.8

STB-A2○○

溶接部および管 SM490C

約 8.0

STB-A21○○

溶接部および管 SM490C

約 2.1

○

溶接部および管 SM490C

約 2.1STB-A3○

○

○

溶接部

SM490C

約 0.7

STB-A31○

○

○

溶接部

SM490C

約 0.75

STB-A32○

○

○

溶接部

SM490C

約 0.9○○○

溶接部

SM490C

約 0.25○

STB-G セット（10 体 1 式）
STB-G
V2、3、5、8
STB-G V15-1、1.4、2、2.8、4、5.6○○

極厚板、鍛造品 SNCM439○○

極厚板、鍛造品 SNCM439 約 2.1 〜 3.7○○

極厚板、鍛造品 SNCM439 約 5.0（全種）

ケース付

0.8

1.06.31.6

考梱包発送費用込

1.5

2.0

±0.05

6.31.615205555555550

図2標準在庫品
型番
種類
A1-7/50（円形）A型2類
A1-15/50（円形）A1-15/50（直線形）
A1-30/50（円形）C型
A1-15/100（円形）A1-15/100（直線形）
A1-30/100（円形）ケース
A1-30/100（直線形）
A1-60/100（直線形）

種類

A型1類

型番

種類

A2-30/100（直線形）

A型1類

C 型標準試験片（表示は C1 の場合）

受注生産品
型番
A1-7/50（直線形）
A1-30/50（直線形）
A1-60/100（円形）A2-7/50（直線形）

C1A2-15/50（直線形）
A型2類

A2-30/50（直線形）
A2-15/100（直線形）（試験片 6 枚収納可能）

A2-60/100（直線形）① 受注生産品は、納品までに数カ月かかる場合があります。
② A1 及び A2 型標準試験片の型番は、斜線の左側が人工きずの 深さを斜線の右側が板の厚さを示しています。（単位：µm）③ A 型標準試験片の 2 類は、磁粉模様が現れる磁界の強さが 1 類よりも高くなります。
④ C 型標準試験片は、寸法的に A 型標準試験片の適用が困難な場合に使用します。例：溶接部の開先面などの狭い部分。
⑤ 注文数にかかわらず、梱包・発送費は一律にご負担願います。

使用目的

対比試験片（JIS Z 2343-3）

名

称

試験片表面

写

真

単位 ｍｍ

①探傷剤を選定する際の性能の比較②使用中の探傷剤の性能点検

20 以上

0.1

備

板厚

単位 ｍｍ表示の刻印

分割線

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

浸透探傷試験用

20 以上

JIS Z 2355-2:2016「非破壊試験−超音波厚さ測定 - 第 2 部 - 厚さ計の性能測定方法」に規定されている対比試験片です。
称約 40※重量は、ケースがアルミニウム製の場合です。樹脂製の場合は、若干軽くなります。

使用目的

RB-T

（単位：kg）

溶接部および管 SM490C

○

人工きず

A 型標準試験片材 （試験片+ケース）

○

○7/50
20

図15

超音波厚さ測定用 対比試験片（JIS Z 2355-2）

名

素

○

A7963形 STB-A7963

G形

試験対象物

67/50
20

重量調整

○STB-A22

A3形系

主な測定範囲 探傷感度 性能特性 測定範囲 探傷感度 性能特性調整

A2形系

斜角探傷

A10
φ1

単位 ｍｍ

10STB-G

直線形A1①試験面に与えられた磁界の強さと方向確認②装置、磁粉および検査液の性能点検③探傷有効範囲の設定④試験操作および条件の確認

20

使用目的

円形備50

考

訓練用アルミニウム JIS Z 2343-3のタイプ3に準じて製作してあり、中央に溝が加工していない点だけが異なって焼割れ試験片います。カラー写真 2 枚付。梱包発送費用込。

75A

試験片（中央に溝加工なし）の寸法

B
75 50 t8mm