For the English manual, see the reverse.

設置用取扱説明書

室内形 CO2 濃度センサ

DSW-200-CO2No.DSW25JE4

2021.05

はじめに
このたびは，室内形 CO2 濃度センサ[DSW-200-CO2](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意
・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏面記載の弊社営業所までご連絡ください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)
安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお， 注 意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注 意
警 告

取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

安全に関するご注意
・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，一般機器に使用される事を意図しています。
代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に適切な保護装置を設置してください。
また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意
大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。
11. 形 名
1.1 形名の説明
形 名
DSW-200
測定対象-□
CO2-□-□□

1234

測定範囲

12345

出力仕様

01防湿処理CO2 濃度
360～2000 ppm (センサ補正機能あり)
360～5000 ppm (センサ補正機能あり)
0～2000 ppm
0～5000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC無し有り

1.2 形名銘板の表示方法
形名銘板は，ケース内側に貼ってあります。

①②③

①: 形名
②: 測定範囲，出力③: 電源電圧，消費電力④: 計器番号④(図 1.2-1)

2. 取り付け

注 意
故障，誤動作の原因となりますので，配線作業を行う時は，本器の電源を切った状態で行ってください。
センサの取り付け場所は，十分にご検討ください。室内以外には設置しないでください。
[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・居住空間の平均的な温湿度を示すところ。(床上約1.5 mを目安としてください)・周囲の風速が，0.1～0.15 m/s程度のところ。
・前面にメンテナンスできるスペースのあるところ。
・OA機器の発熱などによる熱の吹き溜まりがないところ。
・家具やドアなどにより，空気の循環が妨げられないところ。
・隙間風，吹き降ろし，水管やダクトからの冷風または温風の影響のないところ。
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50 で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が 5～95 %RH で，結露の可能性がないところ。
・塩素系，硫化系の気体が生じる可能性がないところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

保 守
・1 年に 1 回，本体カバーの目詰まりを点検，清掃してください。
・出力が出ない場合，本器を交換してください。
・センサ補正機能のない本器の場合，連続通電状態において最大±300ppm/年の誤差が生じることがあります。定期的なキャリブレーションの実施，もしくは交換をお願いします。

2アテ板① アテ板の取り付け(A)(A)または(B)のいずれかをねじ留めし，壁内のボックスカバーとアテ板を固定してください。
ねじは，付属の M4 ねじ(2 本)とスプリングワッシャを使用してください。

(B)

(B)

② 配 線

(A)

本体のリード線と壁側の線を結線を行なってください。

(C)
(C)

(C)

本体
(C)

③ 本体の取り付け点線の矢印の 4 箇所(C)をねじ留めし，アテ板に本体を取り付けてください。
ねじは，付属の M3 ねじ(4 本)を使用してください。

本体カバー④ 本体カバーの取り付け本体カバーの突起(2 箇所)を，本体上部にあるカバー取り付け穴(2 箇所)に差し込み装着してください。

3. 結 線(図 3-1)4. 動作確認
本器の状態と出力の関係を(表 4-1)に示します。

(表 4-1)リード線の色BRW: 茶BLK: 黒RED: 赤WHT: 白++-

リード線の種類

状 態
イニシャル中
通常動作中
故障発生中

出 力
出力下限値
出力下限値～出力上限値
出力上限値+10 %FS

電源電圧
出 力

5. 仕 様測定範囲
出 力360～2000 ppm, 360～5000 ppm, 0～2000 ppm, 0～5000 ppm(いずれか指定)
4～20 mA DC, 0～20 mA DC, 1～5V DC, 0～5V DC, 0～1V DC(いずれか指定)< CO2 濃度センサの出力仕様について>
図1

電源電圧
測定方法
取付方式
材 質
結 線
性 能

測定範囲 360～2000ppm

図2

測定範囲 0～2000ppm

出力 4～20mA の場合
出力 4～20mA の場合
CO2 濃度の各レンジに対し，(mA)(mA)
リニアに出力します。ただし
20.00
20.00
測定範囲 360～2000ppm(または 360～5000ppm)を選択した場合，測定値 360ppm 以下
6.88
6.88
4.004.00
では測定値 360ppm に対応した(ppm)0360
値を出力します。
0 360
2000 (ppm)2000
24 V DC±10 %非分散型赤外線分析法(NDIR)
ボックスカバー(JIS C8340: 1999 アウトレットボックス用取付寸法 66.7 mm)への取付
難燃性 PC 樹脂 白色
リード線: 300 mm 断面積: 0.5 mm2 詳細は[3. 結線]をご参照ください。
精 度±(50 ppm+測定値の 3 %)ただし，300 ppm 以下は±100 ppm
記載されている精度につきましては，工場出荷時の精度となり，以降の精度を保証するものではありません。
ウォームアップ時間
30 分
応答特性
120 秒以内

3気圧補正ロータリスイッチで設置現場の標高を設定することで気圧補正を行う。

海抜 0～9900 m ただし，2500 m 以上の標高設定の場合
2550 m の補正値で保持する。
設定単位
100 m
出力仕様
出力信号
CO2 濃度の各レンジに対しリニア分解能
0.05 %FS 以下
許容負荷抵抗出力レンジ
許容負荷抵抗4～20 mA, 0～20 mA
550 以下
1～5 V, 0～5 V
5 k 以上0～1 V
1 k 以上45 日を 1 周期とし，その期間内で測定値が 400ppm を下回った場合，その期間内の最低値と 400ppm との差分を，次の周期の測定値に加算します。
（測定範囲 360～2000ppm または360～5000ppm 選択時のみ）。電源を OFF した場合，日数カウントは初期化されます。
W90×H90×D32 mm (リード線を除く)
設定範囲

センサ
補正
外形寸法

アテ板

消費電力
使用環境
保存環境
質 量
絶縁抵抗
耐電圧
防湿処理
付属品
環境仕様

約3W
温度: 0～50
湿度: 0～95 %RH(結露不可)
温度: -30～70
湿度: 0～95 %RH(結露不可)約 100 g
ケース - 出力間 500 V DC 500 M 以上
ケース - 出力間 1.5 kV 1 分間 3 mA 以下
防湿コーティングの処理: 製品内部のプリント基板(センサを除く)
アテ板，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本)，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本)
本体取付ねじ: M3×4 (4 本)，取扱説明書: 1 部
RoHS 指令対応

・・・お問い合わせ・・・
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の形名，計器番号をご確認の上，弊社営業所へお問い合わせください。
なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

社〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571 FAX: (072)727-2993[URL] https://shinko-technos.co.jp/

東京営業所〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号
ニューリバータワー1201 号室
TEL: (03)5117-2021 FAX: (03)5117-2022

大阪営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991 FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp

名古屋営業所〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561 FAX: (052)957-2562

北TEL: (076)479-2410 FAX: (076)479-2411

福TEL: (0942)77-0403 FAX: (0942)77-3446

本陸4岡