MS-Excel上で動作する
簡単操作で、高精度測定

MAX

5,000V
5mA

測定分解能0.01pA

IGBT、SiC、GaNパワー素子のための耐電圧・リーク電流測定ソフト

5000V高圧電源
SRS製 PS310/PS325/PS350

KEITHLEY 248

ピコアンメータ
保護回路

Windows 7/Vista/Xp
MS-Excel2002/03/07/10

KEITHLEY 6485
ピコアンメータ

http://www.ssunrise.co.jp

1

MAX
DC5,000V/5mA
までの、
V-I 特性の測定を行います。

2 3

MAX
DC5,000V/5mAまでの、耐電圧評価試験を行います。

MAX
DC5,000V/5mA
までの、リーク電流測定を行います。

V-I 特性の測定
5,000V/5mAまでのV-I特性の測定ができます。また、任意の電圧パターンで電流を電流測定することもできます。測定中の異常を検出し、直ちに試験を中断することができま

Max 5mA
0.01pA分解能

す。
（異常検出機能:248のリミッタ、248のトリップ、モニタ電圧、モニタ電流、6485電流、抵抗値の５項目）
急激な高電圧印加により、試料にダメージを与えないように、電圧上昇速度/下降速度を自由に設定できます。最大出力ステップ数は、65,000です。(Excel2007以降は、100万回)
注)248高圧電源の電圧立上りが遅いため、各電圧ステップの電流測定を正確に行うためには、1秒50V〜5,000V

電圧以上の遅延時間を必要とします。50V以下での測定は、安定した精度が確保できませんのでご注意ください。

高圧電源評価試験
Max5,000Vの、一定の電圧を印加した状態で、電流、抵抗の連続測定ができます。
測定の時間間隔は自由に設定できますが、測定間隔の最速は10回/秒程度で、最大時

Max 5mA0.01pA分解能

電流間間隔は86,400秒です。試験時間の制限はありませんが、測定回は、65,000回です。
（Excel2007以降は、100万回）
異常を検出して、自動的に電圧出力を遮断できます。(異常検出機能:248のリミッタ,抵抗248のトリップ、モニタ電圧、モニタ電流、6485電流、抵抗値の５項目）
電圧印加のスローアップ／スローダウンを自由に設定できます。

時間

長期の耐電圧評価試験
測定の時間間隔は、5秒以上です。試験中、測定間隔を３回変更できます。試験開始初期から少しずつ測定時間間隔を伸ばしていくことができます。試験継続期間に制限はありません。温度を同時測定して、指定温度を外れた場合、電圧出力を遮断して試験を停止できます。測定していない期間、常に電源のリミット/トリップや温度を監視することが可能です。

ハードウェアの構成
注）下記のハードウェアは全てユーザ側でご用意ください。

高圧電源
50V〜 5,000V
Max 5mA

GPIB-USB
変換器

被測定物

SRS PS310/325/350

GP-IB
KEITHLEY 248
KEITHLEY 6485 ピコアンメータ

ピコアンメータ入力保護回路
Max 20mA
分解能10fA

Windows 7/Vista/Xp
MS-Excel2002/03/07/10

注）入力保護回路は、測定器メーカーへご相談下さい。

ADC社 7352A デジタルマルチメータ

温度測定「長期耐電圧評価試験」だけで使用可能

25.4560
DCV ACVDCI ACI

外部測定器

注）本ソフトは高圧電源248単体でも使用できます。その場合、電圧電流の測定は248本体の電圧電流モニタ値を使用します。
このモニタ値は参考値で精度の保証はされておりません。
・モニタ電圧分解能1V・モニタ電流分解能1uA

出力電圧のスローアップ/スローダウン機能

電源の応答遅れによる実際の電圧出力カーブ

電圧高電圧を直接DUTに印加すると、DUTに大きなダメージを与えてしまいます。そのため、本ソフトはスローアップ/スローダウンの機能をサポートし電圧上昇率最初の電圧ダウンております。初期電圧アップ値と、時間当たりの電圧上昇値で電圧の上昇・下降カーブを指定します。
注)248電源、出力電圧応答性が、それほど速くないため、スローアップ/ダウンの上昇カーブ/下降カーブは指定された通りのカーブにならない場合がありますから、ご最初の電圧アップ

電圧下降率

注意ください。電圧値変更を指示して、その電圧に到達するまでに約１秒を必要とすることを考慮してください。

時間●V-I測定時の出力電圧の応答性●電圧の立ち上り特性-1
上昇率最速●電圧の立ち上り特性-2
上昇率最速

上昇率
500V/SEC

上昇率
100V/SEC

測定結果の例●V-I特性の測定例●耐電圧評価試験の例

5台同時測定用ソフトも有ります
GPIB-USB変換器
高圧電源
KEITHLEY 248

高圧電源
KEITHLEY 248

高圧電源
SRS PS310/325/350

高圧電源
SRS PS310/325/350

GP-IB

保護回路

注)本ソフトは、ピコアンメータ無での測定/試験が可能です。その場合、高圧電源248のリードバック電流を使用して、電流測定を行います。
248/PS350のリードバック電流は、分解能1uAで、その電流精度はメーカ保証されておりません。参考電流として使用してください。

KEITHLEY 6485
ピアコンメータ5,000V耐電圧・リーク電流測定用ソフト一覧表
対象ソフト

ソフトで使用する機器類

ソフト品番

GP-IBボード製造元

W32-248-R

ラトックシステム製

W32-248-N

NI製

W32-248-C

コンテック製

W32-2485-R

ラトックシステム製

W32-2485-N

NI製

W32-2485-C

コンテック製

機器類は、ユーザ側でご用意下さい。

KEITHLEY 248
SRS PS310/325/350
高圧電源
Max5台

KEITHLEY 6485
ピコアンメータ

ACC社 7352A
マルチメータ

Max5台

KEITHLEY 248
SRS PS310/32/350

KEITHLEY 6485
ピコアンメータ【動作環境】 パソコンRAM
OS
ディスプレー

ACC社 7352A
マルチメータ

ソフト価格注）価格には消費税は含んでおりません

270,000円

550,000円

MS-Oﬃceが快適に動作する環境
WindowsXp（512MB以上）、
Windows Vista（1GB以上）、
Windows 7(2GB以上)
WindowsXp/Vista/7
解像度1,280×800以上、MS-Excel2002/03/07/10※Windows、WindowsXP、WindowsVista、Windows7、Excel2002/03/07/10は、Microsoft Corp.の登録商標あるいは商標です。

姉妹品 Max1,000Vの耐電圧・リーク電流測定ソフト■エーディーシー製
8340用ソフト■アジレントテクノロジー製
4339A/B用ソフト

品番GP-IBボード

W32-R8340V-R

ラトックシステム社

W32-R8340V-N

NI製

W32-R8340V-C

コンテック社

価格
80,000円■KEITHLEY製
6517A/B用ソフト

品番GP-IBボード

W32-4339V-R

ラトックシステム社

W32-4339V-N

NI製

W32-4339V-C

コンテック社

価格
80,000円■日置電機製
DSM8104用ソフト

品番GP-IBボード

W32-6517V-R

ラトックシステム社

W32-6517V-N

NI製

W32-6517V-C

コンテック社価格
85,000円

品番GP-IBボード

W32-DSM8104V-R

ラトックシステム社

W32-DSM8104V-N

NI製

W32-DSM8104V-C

コンテック社価格
85,000円

推奨GP-IBインターフェイス●ソフト品番の末尾が「-R」の場合●ソフト品番の末尾が「-N」の場合

製 造 元 ラトックシステム製
品

名 USB2-GPIBコンバータ型

番 REX-USB220

OS 製造元仕様に準ずる

価

格 48,000円

製 造 元 ナショナルインスツルメンツ

製 造 元 CEC（販売元：NF回路設計）

品

名 GPIB-USB-HS

品

名 GPIB-USBコントローラ型

番 778927-01型

番 USB488

OS 製造元仕様に準ずる

O

S 製造元仕様に準ずる

価

格 製造元にお問合せ

価格 製造元にお問合せ

製 造 元 アジレント・テクノロジー

製 造 元 ケースレージャパン

品

名 USB/GPIBインターフェイス

品

名 GPIB-USBインターフェイスアダプタ型

番 82357B型

番 KUSB488

O

S 製造元仕様に準ずる

O

S 製造元仕様に準ずる

価

格 製造元にお問合せ

価格 製造元にお問合せ●ソフト品番の末尾が「-C」の場合
製 造 元 コンテック社製

製 造 元 コンテック社製品

名 CardBus型GPIB

品

名 PCI型GPIB

型

番 GP-IB(CB)FL

型

番 GP-IB(PCI)FLO

S 製造元仕様に準ずる

O

S 製造元仕様に準ずる

価

格 38,000円

価格 27,000円

製 造 元 コンテック社製品

名 GPIBマイクロコンバータ型

番 GP-IB(CB)FLO

S 製造元仕様に準ずる

価

格 44,000円
GPIB-F-LPE, GPIB-FL-LPE※上記、現在未対応

製造元

販売店

http://www.ssunrise.co.jp〒470-0125 愛知県日進市赤池1-1301
株式会社システムハウスサンライズ
TEL.052-805-5177
FAX.052-805-5144