取扱説明書
Bluetooth デジタルインジケータ
Mini 1/1000 , 1/100
型名 : SSI-250/150S
特長➢最小表示量➢保護等級➢無線通信：0.001mm , 0.01mm：IP67：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®

1Q-142-1-J ver1.2

各部名称⑨単位 (mm / INCH)⑩ + / - 符号
⑪ 電池残量少表示⑫ プリセットモード⑬ MIN/MAX/DELTA モード⑭ 掛け算モード⑮ 測定値表示ホールド①MODEボタン②SETボタン③お好みボタン④クランプ用シャフト Ø8mm
⑤リフトキャップ
⑥測定子 Ø2 / M2.5⑦電池蓋
⑧アリ溝付き枠⑯ アナログ表示スケールモード⑰ ボタンロック中⑱ 6桁表示⑲ Bluetooth® インジケータ⑳ データ送信中㉑ アナログ表示

2★電池交換

1. 測定器の操作①ボタン
測定器には、２つの設定モード、基本設定と拡張設定があります。機能設定に加え、最小値/最大値/最大最小値差モード、掛け算モードも設定できます。（項目 3、4）
②ボタン
測定時はデータ送信ボタン、設定時は設定変更ボタンとなります。
③ボタン
プリセット値の入力、MIN/MAX モードのリセット、選択の決定及びスイッチオフの管理ができます。出荷状態では、自動スイッチオフ機能になっており、省電力になっています。（項目 7）④シリアル通信（Bluetooth/RS232/USB）
シリアル通信により、測定値の伝送と計測器各機能の設定ができます。
データ伝送仕様は、4800bps, 7 bits, even parity, 2 stop bits です。

2. 操作開始
どれかのボタンを押してください。.
Bluetoothについては、項目5を参照ください。

33. 基本設定：MODEボタンを通常押し(1秒以下）

通常押し
長押し

PrE

On

bt

MAXMinnorModE

dELtA

rESEt

OFF・NORMAL/ MIN/
MAX/DELTAを設定
・Bluetooth ON/OFF・Pairing のリセット
・MAC アドレスの表示

MAC

Bluetooth4. 拡張設定：MODEボタンを長押し（2秒以上）
拡張設定メニューにかいる場合は、MODE ボタンを長押しします。それ以降は、ボタンを通常押しします。

単位の設定(mm/inch)
Unit

MMInch解像度の設定(0.001mm/0.01mm)(SSI-150S は、0.1mm/0.01mm)

rES

測定値増加方向の設定 (+/-)
dir

掛け算モードの設定（OFF/ON）
MuLt

OnOFF

掛け算値の設定
next digit

0～9

保存.

自動スイッチオフの有効化
Auto:有効 / Man:無効
OFF

Auto

MAn

bt.CFGSIMPLE

PAIr

Loc

OFFOn

HId

Bluetooth profile(Config.)の設定
SIMPLE/Pair/HID
ボタンのロックモードの設定(OFF/ON)
ロックされるボタン：
ロックの解除：を 5 秒以上長押しアナログ目盛の割当.

AnA

1scale=1digit

1scale=5digits 1scale=10digits

4Of5. Bluetooth®に関する動作
5.1. HID モード（外部キーボード入力相当）の場合①拡張設定で、HID に設定②基本設定で、Bluetooth を On
③基本設定で、Bluetooth を Reset④Gateway の PC とペアリング接続（機器名称：S_Dial Mini HID）
⑤測定して、送信ボタンで送信

5.3.Bluetooth に関する表示
表示状態

動作モード

消灯

Bluetoothを使用しない

点滅

Bluetooth接続要求中

点灯

Bluetooth接続完了
reset : ペアリングの解除
MAC : MACアドレスの表示

5.2.Pair モードの場合

Simple : ペアリングなしの通信①拡張設定で、Pair に設定②基本設定で、Bluetooth を On
③基本設定で、Bluetooth を Reset④Gateway の PC とペアリング接続（機器名称：SY303）⑤測定して、送信ボタンで送信 9Pair : paired and secured profile
HID : virtual keyboard（キーボード入力）

5.4. Bluetooth の接続 :1°Bluetooth のソフトウェアとハードウェアをアクティブにしてください（マスターの PC と本機）。
2°本機を動作させてください。Bluetooth がアクティブになり、Bluetooth マークが点滅します。
3°もし Bluetooth マークが点灯しない場合は、基本設定において、BT モードを ON にしてください。
4°Bluetooth 通信が可能となります。
5.5. ペアリングについて :マスターの PC と初めての接続においては、ペアリングが自動的に確立されます。
新たなマスターの PC と本機をペアリングするためには、本機の基本設定において、Bluetooth の RESETを実行し、かつマスターであった PC においても、ペアリングを削除してください。
5.6. Bluetooth® 仕様

項目仕様

周波数帯

2.4GHz

変調方式

GFSK

最大出力

Class3(1mW)

到達距離≦15m（オープンスペース），1-5m(実際の環境下)バージョン

Bluetooth4.*

56. お好みボタンの機能設定
お好みボタンの機能を、設定により変えることができます。の長押しで本メニューにはいり、又はの通常押しで変更できます。

備考 :- シリアル通信コマンドにより、同じ設定が可能です。

7. スイッチオフ
本測定器は、10分間使用されないと、自動的にスタンバイ状態になります。ただし、この自動スイッチオフ機能がオフになっている場合は実行されません。（4項の拡張設定）
また、SETボタンの長押し（2秒程度）で、このスタンバイ状態に強制的に移行できます。

スタンバイモードでは、測定センサーの基準値が保持されており、測定シリンダーを動かす、シリアル通信でRSコマンドを入力する、またはどれかのボタンを押すことで、自動的に動作が再開します。
測定器を長期間使用されない場合に、完全にスイッチオフさせることができますが、この場合は、動作再開後、測定センサーの基準値が保持されていないので、ゼロリセットが必要となります。
SETボタンを4秒以上長押しすると、画面が消えた後、“OFF”が表示されてから画面が消え、完全オフとなります。

8. 測定器の設定を工場出荷状態にリセット
SET ボタンと MODE ボタンの同時押しを 4 秒以上すると、画面に“rESEt”が表示され、その後、元の表示に戻ります。この操作で、測定器の設定を工場出荷状態に戻すことができます。
★とを同時押しで、4秒以上9. 測定器とケーブルの接続3頁をみて、計測器にケーブル（RS232又はUSB）を接続してください。コマンドは、10項の表を参照ください。

610. シリアル通信コマンド表
動作モードの設定

設定パラメータ/状態の確認

CHA+ / CHA-

測定値増加方向の設定
CHA+:測定値が増加 / CHA-:測定値が減少

CHA?

FCT0 / FCT1 / … / FCTA / … / FCTF

お好みボタンへの機能設定

FCT?

MM / IN
KEY0 / KEY1

単位を設定
MM:mmミリ/IN:inchインチ
ボタンをロックする
KEY0:ロック/KEY1:ロックしない

UNI?
KEY?

MUL +/-xx.xxxx

掛け算値を設定

MUL?

PRE +/-xxx.xxx

プリセット値を設定

PRE?

LCAL dd.mm.yy

ホールドモードをオンオフ設定
STO1:ON / STO0:OFF
許容限界値の設定オンオフ
TOL1:ON /TOL0:OFF省電力動作モードのオンオフ設定
ECO1:ON / ECO0:OFF
2点測定モードのオンオフ設定
INTE1:ON / INTE0:OFF
最後のキャリブレーション実施年月日の設定

NCAL dd.mm.yy

次のキャリブレーション予定年月日の設定

NCAL?

NUM x...x (up to 20 chars)

測定器番号の設定

NUM?

STO1 / STO0
TOL1 / TOL0
ECO1 / ECO 0
INTE1 / INTE0

MIN /MAX /DEL /NOR
AOFF1 /AOFF0
CFGBAR NOR / CFGBAR MAX
FACT1 / FACT2 / FACT5 / FACT10
RES1 / RES2 / RES3

最小値/最大値/最大値－最小値/現状の測定値の設定
MIN:最小値/MAX:最大値/DEL:差分=最大値-最小値/
NOR:現状の測定値
自動スイッチオフ機能の有効化
AOFF1:有効/AOFF0:無効
バーグラフ表示の割り当て
CFGBAR NOR:通常表示/CFGBAR MAX:最大値状態を保持
アナログ目盛量の割り当て
FACT1:1目盛=1digit/FACT2:1目盛=2digits/
FACT5:1目盛=5digits/FACT10:1目盛=10digit
最小解像度の設定
RES1:0.0001mm/RES2:0.001mm/RES3:0.01mm

STO?
TOL?
ECO?
INTE ?
LCAL?

MOD?
AOFF?
CFGBAR?
FACT?
RES?

TOL +/-xxx.xxx +/-yyy.yyy

許容制限値の設定
x:下限値/y:上限値?

CLE

最小値、最大値、最大値-最小値をリセット（クリア）する

SET?

UNI1 / UNI0
OUT1 /OUT0[8]Specifications
PRE ON / PRE OFF

単位設定の有効化
UNI1:有効/UNI0:無効
連続データ出力のオンオフ
OUT1:オン/OUT0:オフ

ID?
BAT?

プリセットコマンドの有効化

VER?

ANA ON / ANA OFF

アナログ表示のオンオフ

MAC?

PRE
SET
SBY xx

BTRST

プリセット値を呼び出す
ゼロ値にリセットする
スタンバイ状態までの時間設定（xx分）
Bluetooth®モジュールの電源オンオフ
BT1:ON/BT0:OFF
Bluetoothペアリングを解除する

OFF
RST
SBY

スイッチオフする (ボタンを押すとオンする）
測定器をリセットする測定器をスタンバイ状態にする(SIS)

FAC RST
TOL +/-nnn.nnn +/-xxx.xxx +/-yyy.yyy(SSI-650の場合）

工場出荷状態に戻す
許容制限値の設定
n :公称値 /x :下限値 /y :上限値

BT1 / BT07

測定増加方向は?
応答 : CHA+ / CHAお好みボタンの機能は?
応答 : FCT0～FCTF
単位は?
応答 : MM/IN
ボタンはロック状態?
応答 : KEY0/KEY1
掛け算値は?
応答 : +/-xx.xxxx
プリセット値は?
応答 : +/-xxx.xxx
ホールドモード状態は?
応答 : STO1/STO0
許容限界値の設定モードか?
応答 : TOL1/TOL0
省電力モードか?
応答 : ECO1/ECO0
2点測定モードか?
応答 : INTE1/INTE0ｘ
次のキャリブレーション予定年月日?
応答 : dd.mm.yyyy
測定器番号は?
応答 : x...x
測定値モードは?
応答 : MIN/MAX/DEL/NOR
自動スイッチオフ機能は有効か?
応答:AOFF1/AOFF0
バーグラフ表示のモードは?
CFGBAR NOR/CFGBAR MAX
アナログ目盛量は?
応答 : FACT1/FACT2/FACT5/FACT10
最小解像度は?
応答 : RES1/RES2/RES3
現状値 (表示値)は?
応答 : +/-zzz.zzz ⇒現状値（表示値）
許容値判定モードの場合=+/-zzz.zzz ⇒現状値<+/-xxx.xxx ⇒下限値>+/-yyy.yyy ⇒上限値
測定器のパラメータは?
応答 : CHA+/CHA-,MM/IN,X1/X2/X5,
RES1/RES2/RES3,MIN/MAX/DEL/NOR,
STO0/STO1,KEY0/KEY1,BAT1/BAT0
測定器のID番号は?
応答 : SYxxx
バッテリー状態は?
応答 : BAT1: OK/ BAT0: 残量少測定器ソフトウェアのバージョンは?
応答 : Vx.x DD.MM.YYYY
Bluetooth®のMACアドレスは?
応答 :XXX…XXX(up to 12 chars)11. 製品仕様
型名

SSI-250

測定範囲
最小表示量

12.5mm0.001mm

測定力
指示誤差

SSI-150S

0.01mm
0.5～0.9N ±20%

4µm

10µm

繰返し精密度

2µm

最大移動速度

1.7m/s

測定サンプリング数/秒

Normalモード : 最大10測定数/s , MIN/MAXモード : 20測定数/s

データ出力
データ出力フォーマット

Bluetooth/USB/RS232
4800bauds,7bits,parity,2stop bits

電池寿命

約6か月(通常使用条件下)

動作温度

5～40℃

保存温度

-10～60℃

重さ75g

保護等級

IP67

電池CR2032

12.メンテナンス
的確な動作を確保し、腐食を防ぐために、液体に触れた後は、機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。
また、本測定器を直射日光、高温高湿にさらさないでください。

813.内蔵する Bluetooth®モジュールについてこのモジュール、ISP091201 は、Nordic Semiconductor 社の nRF8001 μBlue Bluetooth Low Energy
Platform を内蔵しています。nRF8001 は、Bluetooth Ver4.0 以下のすべての機能を含む、超低消費電力のワイヤレスアプリケーション、Bluetooth Low Energy（BLE）仕様のベースバンドプロトコルエンジン内蔵の送受信シングルチップです。

14.Certification
内蔵 bluetooth module

ISP091201D

地域・国認証米国

FCC ID : 2AAQS-ISP091201

カナダ

IC : 11306A-ISP091201

ブラジル

Anatel : 0516-14-4534

韓国
メキシコ

MSIP-CRM-iNs-ISP091201
IFT : RCPSYIS14-0655

日本

001-A06167

台湾

CCAH18LP2040T6

EU
インド

WPC : ETA-1003/2-17-/RLO(WR)9保証
この製品は JIS またはテクロック社規格に合格しかつ長さ及び質量の国家標準に対しトレーサブルであることを保証します。

注意事項
1) 本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して、点検の周期を定め、定期点検を行ってください。弊社以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。
2) 本測定器は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません。

仕様及び外観は、製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください。

株式会社 テクロック
株式会社 テクロック・スマートソリューションズ
https://teclock.co.jp
本社・中部営業所〒394-0042 長野県岡谷市成田町 2-10-3
東京支社・東部営業所〒108-0073 東京都港区三田 3-4-18-702
大阪支社・西部営業所〒577-0012 大阪府東大阪市長田東 2-1-31-305

TEL.(0266)22-4911(代表) FAX.(0266)22-4914
TEL.(03)5765-5333/5334 FAX.(03)5765-5335
TEL.(06)6743-0555

e-mail : teclock@teclock.co.jp

FAX.(06)6743-0558