DocNo. PTD-OP-11001-2

認証機能付き車載用アルコールチェッカー
PALC-KIT PT-91 Ver.1.0

取扱説明書

2011/5/13

第二版

目

次
はじめにお読みください ..................................................................................................................... 3
本製品のご使用にあたって .............................................................................................................. 3
１．製品について ................................................................................................................................ 4
１．１

特徴 ................................................................................................................................ 4１．２

機能 ................................................................................................................................ 4１．３

製品構成 ............................................................................................................................. 5１．４

製品仕様 ............................................................................................................................. 5

１．５

使用環境 ............................................................................................................................. 5

２．ご使用前の準備 ............................................................................................................................. 6
２．１

PALC-KIT PT-100 での設定 ........................................................................................... 6

３．使用方法 ........................................................................................................................................ 8
３．１

PT-91 による測定 .............................................................................................................. 9３．１．１

手動測定する場合 ................................................................................................... 9３．１．２

自動測定する場合 ................................................................................................. 11

３．２

PT-100 によるデータの取込 ........................................................................................... 12

３．３

注意事項 ........................................................................................................................... 13

４．こんなときは（トラブルシューティング） ........................................................................... 14

録 ................................................................................................................................................. 15付

PT-91βサンプル動作 .................................................................................................................... 15
お問合せ先 ......................................................................................................................................... 17

2

Pinetec Co.,Ltd.

はじめにお読みください
このたびは、車載用アルコールチェッカー PALC-KIT PT-91 をご採用いただき、まことにありがとうございます。本書は PALC-KIT PT-91 を正しくご利用いただくための操作方法ならびに注意事項等について記載しております。誤った操作や適切でない運用を行った場合は重大な事態を引き起こす可能性があります。ご利用前に本書をご一読いただき、製品に関する正しい知識を身につけてご活用いただきますようお願い致します。
本書は、本書作成時のハードウェアおよびソフトウェアの情報※をもとに作成されています。
ソフトウェアのバージョンアップ等により記載内容とソフトウェアの機能や名称が異なる場合があります。また、本書の内容は予告なく変更することがあります。

本製品のご使用にあたって

警

告

本製品は、飲酒運転の可否を判断するためのものではありません。本製品の測定結果のみで運転の可否を判断しないで下さい。
本製品は、飲酒の状態を一定の条件に基づいて判定しており、あくまでも飲酒状態の一判断材料として自主管理用にご利用下さい。したがって、本製品の製造者ならびに販売者は、本製品の使用を動機とするアルコール影響下の交通事故や飲酒運転による過失について、一切の責任を負いません。

注意
本製品は、半導体式ガスセンサーを使用していますので、アルコール以外のガス等にも反応する場合があります。アルコール濃度が検出された場合は口をすすいで再度測定を行って下さい。

本製品は、点呼時の飲酒有無の検出を目的としており、大量のアルコール摂取量を連続計測する用途には適しておりません。



タバコの煙、殺虫剤、化粧品、シンナー、ペンキ等の可燃性の溶剤や塗料などの近くでは使用しないようにして下さい。

測定場所の周りがアルコールや有機系ガスの雰囲気では使用しないで下さい。精度や感度が低下し、正しい測定結果が得られない場合があります。

※

本取扱説明書で記述している PALC-KIT

PT-100 専用ソフトの対象バージョンは、Ver.2.0.0.14 です。

3

Pinetec Co.,Ltd.

１．製品について車載用アルコールチェッカ PALC-KIT PT-91 は、遠隔地でのアルコールチェックを実現します。PALC-KIT PT-100 と連携することにより、遠隔地でのアルコール測定結果を一元管理することが可能になります。

１．１ 特徴（１）改竄防止ID カードで本人確認し、測定結果も ID カードで持ち帰ることができるため、結果を検証することができます。
（２）予約アルコール測定
予め設定された時間になると自動的にアルコール測定を開始します。飲酒運転の抑制に有効です。
（３）測定結果の通知
測定結果は音でお知らせします。
（４）２種類の電源
USB とシガープラグ(オプション)からの給電に対応しています。
※シガープラグ（オプション）は 12~24V、マイナスアース車用です。

１．２ 機

能（１）アルコール濃度の検知
呼気中や運転席内のアルコール濃度を測定します。
（２）個人認証
ID カードにより個人認証を行います。
（３）ID カード記録
測定の結果は ID カードに記録され、PALC-KIT PT-100 に取り込むことができます。
ID カードには自動測定で６件、手動測定では１件のデータが記録できます。
（３）GPS 対応
測定を行った位置情報を取得します。

4

Pinetec Co.,Ltd.

１．３ 製品構成

本製品は次の内容物より構成されています。
①PALC-KIT PT-91 本体②取扱説明書（CD-ROM に PDF 形式で記録）③保証書

１．４ 製品仕様

品名・型式

車載用アルコールチェッカー
PALC-KIT PT-91

使用環境条件

常温常湿環境（15～25℃、85%RH）【アルコールセンサー】
センサータイプ

硫黄化合物ガス検知半導体素子

測定範囲

0.0 ～

分解能

0.04 mg/ℓ

0.25 mg/ℓ【RFID】
規格ISO/IEC15693 準拠 (非接触近傍型)

キャリア周波数

13.56MHz

変調方式

ASK 変調符号化方式

Pulse Position 方式

データ転送レート～26kbps

衝突防止（アンチコリジョン）

対応

交信距離0～30mm（周囲に磁性体がないこと）

100%/10%※本製品の仕様は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。

１．５ 使用環境
本製品は、アルコールチェッカー PALC-KIT PT-100 Ver.2.0 と連携して機能するよう企画された製品です。ご利用に際しては PALC-KIT PT-100 Ver.2.0 以降を別途ご用意下さい。
本製品は、GPS により時刻情報および位置情報を取得しています。GPS の電波が届かない状
況では正常に動作しない場合があります。

5

Pinetec Co.,Ltd.

２．ご使用前の準備
PALC-KIT PT-91（以降 PT-91 と記述）を使用するためには、予め PALC-KIT PT-100（以降PT-100 と記述）での設定が必要です。詳細については PALC-KIT PT-100 Ver.2.0 取扱説明書「８．
ID カード設定」を参照して下さい。

２．１ PALC-KIT PT-100 での設定
はじめて PT-91 を利用するユーザー毎に以下の設定が PT-100 側で必要になります。
１．ユーザーマスタ登録●PT-91 を使用する利用者を PT-100 のユーザーマスタ登録画面で登録します。
登録済のユーザーについては再登録の必要はありません。
・詳細については PALC-KIT PT-100 Ver.2.0 の取扱説明書「６．ユーザー登録」を参照して下さい。
２．ID カード設定●使用する ID カードに対して設定情報を入力します。ID カード設定画面における操作手順は以下の通りです。
①ID カード設定画面を開き、管理者の ID カードをかざします。

6

Pinetec Co.,Ltd.

②対象とするユーザーを選択します。
対象者コンボボックスから対象者を選択します。対象者コンボボックスにはユーザーマスタ登録されたユーザーのみが表示されます。

②④③⑤③測定モード（手動測定・自動測定）を選択します。
自動測定の場合は測定したい時刻（日本時間）を指定します。
最大で 6 つの時刻を設定できます。
④設定保存ボタンをクリックし、設定した内容を保存します。
⑤使用する ID カードを PT-100 にかざし、カード書込ボタンをクリックします。
書込みが成功すると、以下のメッセージが暫く表示されます。

詳細な操作方法については PALC-KIT PT-100 Ver.2.0 の取扱説明書「８．ID カード設定」を参照して下さい。

7

Pinetec Co.,Ltd.

３．使用方法
PT-91 の基本的な運用の流れと、PT-100 との運用の関係は下図の通りです。以降の各項で詳細な使用方法を説明します。
車

PT-91 に ID ｶｰﾄﾞ

中手動測定

事務所

PT-91 に ID ｶｰﾄﾞ

PT-100 に ID ｶｰﾄﾞをかざすをかざす（結果書込）（結果読取）をかざす（個人認証）

自動測定

アル
コール
測定

8

Pinetec Co.,Ltd.

３．１ PT-91 による測定
PT-91 には、手動測定モードと自動測定モードがあります。
●手動測定モード
被測定者が PT-91 の押しボタンスイッチを押した時点でアルコール濃度の測定を開始することができます。測定結果は最新の１件のみ記録されます。
●自動測定モード
PT-100 で設定された時刻になると、被測定者の意思に関係なくアルコール濃度の測定を開始します。自動測定モードは、２４時間中に６件の測定結果を記録することが可能です。

３．１．１

手動測定する場合

手動測定する場合に記録できる測定データは１件のみです。複数回測定を行った場合は、最後の測定データのみが保持されます。以下に手動測定の手順を示します。

１．個人認証ID カードを PT-91 にかざします。以下の応答を確認後 ID カードを外します。
・“ピピッ”という音が２回以上した場合は個人認証の完了ですので ID カードを取り除いて下さい。
・“ピピッ”が１回の場合や無音の場合は個人認証に失敗しました。再度 ID カードをかざして下さい。

２．測定押しボタンスイッチを一度押して放します。
・“ピッピッピッ”とカウントダウン（３回）が始まります。

・次の“ピーッ”が鳴っているあいだ呼気を吹きかけて下さい。
※押しボタンスイッチを押しても“ピピピピピッ”という音がした場合にはウォームアッ
プまたはキャリブレーション中のため測定することができません。しばらく時間をおいてから測定を試みて下さい。
9

Pinetec Co.,Ltd.

３．結果の通知
測定結果は、測定直後の音により確認することができます。
・“ピッピッ”は、アルコール未検出。

・“ピーピーピーピー”は、無効またはアルコールを検知。

４．結果の記録
ID カードを PT-91 にかざします。以下の応答を確認後カードを外します。
・“ピピッ”という音が２回以上した場合は、測定データが ID カードに書込みされましたので ID カードを外して下さい。
・“ピピッ”が１回の場合や無音の場合は、ID カードの書込みに失敗しました。再度 IDカードをかざして下さい。
ID カードに記録された測定データの PT-100 への取り込みは、「３．２

PT-100 によるデータの取込」を参照して下さい。

10

Pinetec Co.,Ltd.

３．１．２

自動測定する場合

自動測定の場合、記録できる測定データは６件です。２４時間を超えた場合は、順次上書きされます。以下に自動測定の手順を示します。

１．個人認証ID カードを PT-91 にかざします。以下の応答を確認後カードを外します。
・“ピピッ”という音が２回以上した場合は個人認証の完了ですので ID カードを外して下さい。
・“ピピッ”が１回の場合や無音の場合は個人認証に失敗した場合です。再度 ID カードをかざして下さい。

２．測定設定された時刻になると、以下の開始音とともに自動的に測定が開始されます。自動測定では運転席内のアルコール濃度を検知しますので、特にボタンを押して呼気を吹きかける必要はありません。
・“ピッピッピッ”とカウントダウン（３回）が始まり、自動測定を開始します。

・次の“ピーッ”が鳴っているあいだアルコール濃度を測定します。押しボタンスイッ
チを押す必要はありません。

３．結果の通知
自動測定の場合は、測定結果音は鳴動しませんので、PT-100 でデータを読み取りするまでは結果を知ることはできません。
４．結果の記録
ID カードを PT-91 にかざします。以下の応答を確認後カードを外します。
・“ピピッ”という音が２回以上した場合は、測定データが ID カードに正常に書込みされましたので ID カードを外して下さい。
・“ピピッ”が１回の場合や無音の場合は、ID カードの書込みに失敗しています。再度ID カードをかざして下さい。
ID カードに記録された測定データの PT-100 への取り込みは、「３．２PT-100 によるデータの取込」を参照して下さい。
11

Pinetec Co.,Ltd.

３．２ PT-100 によるデータの取込
PT-91 で測定された結果は ID カードを介して PT-100 に取り込まれ、一元管理されます。以下にその概略手順を示します。詳細については PALC-KIT PT-100 Ver2.0 取扱説明書の 「５．３．
１

ID カードによる外部測定データ取込 」を参照して下さい。
１．ID カードの読取
PT-91 で結果を書き込まれた ID カードを PT-100 にかざします。ID カードにデータが存在する場合は、自動的に読取が開始されます。

２．PT-100 への記録
①読み取りが完了すると、ID カードから読み取られたデータが一覧表示されます。
②ID カードを外すと、一覧表示の内容が PT-100 に保存されます。
・PT-91 で測定された外部データは背景色が水色で表示されます。
・PT-100 への保存を中止する場合は中止ボタンをクリックします。

12

Pinetec Co.,Ltd.

３．３ 注意事項●電源投入直後のウォームアップ
電源投入直後（USB ケーブルの接続）の数分間はウォームアップを実行しています。ウォームアップ中は、押しボタンスイッチを押しても“ピピピピピッ”という拒否音を発し、測定を行うことができません。しばらく時間をおいてから測定を試みて下さい。
●指定した時刻に自動測定が開始されない場合があります。
PT-91 は GPS より時刻情報を取得します。GPS の電波が受信できない場合には設定した時刻に測定を開始できない場合があります。
指定した時刻に測定ができなかった場合でも、指定した時刻から 30 分以内に GPS 電波を受信し、かつ次の設定時刻前であれば測定を開始します。
●測定時刻が実際の時刻と一致しない場合があります。
PT-91 は GPS より時刻情報を取得します。押しボタンスイッチを押して手動測定した時点で GPS の電波が受信できていない場合には、最終的に受信できた時刻が測定時間として記録されます。
●自動測定ができる時刻設定は２４時間以内です。
PT-91 は自動測定で６つの時刻を設定することができます。ここで設定できる時刻の有効期限は２４時間未満で、２４時間を経過した場合、測定結果は順次上書きされます。

13

Pinetec Co.,Ltd.

４．こんなときは現（トラブルシューティング）

象

原因

対

応

自動測定モードにおいて、設定しGPS の電波が受信できない。 PT-91 では GPS から時刻情報を取得してた時刻になっても測定が開始さいます。そのため GPS の電波が届いていれない。

ない場合には測定を開始することができません。
指定した時刻から 30 分以内に GPS 電波を受信し、かつ次の設定時刻前であれば測定を開始します。
PALC-KIT PT-100 での設定」

外部測定データデータの読取で、 管理情報の書込み中にカード「２．１「管理情報の更新に失敗しましを行って下さい。

がはずされた。

た。」が表示される。
ID カード設定の処理が正しく行われていない。

14

Pinetec Co.,Ltd.

付録

PT-91βサンプル動作
PT-91 で PT-91βの携帯電話転送（下図の赤い点線内）の動作を体験することができます。以下にその手順を紹介します。なお、動作を体験するためには「おサイフケータイ」機能に対応した携帯電話が必要です。（「おサイフケータイ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。）

１．手動測定を実行する
手動測定の詳細な手順については、「３．１．１手動測定する場合」を参照して下さい。

２．携帯電話をかざす①手動測定の終了後、携帯電話を PT-91 の背面（呼気吹き込み口の反対側）にかざします。
②携帯電話の画面上に「サイト接続しますか？」が表示されたらはい を選択します。

15

Pinetec Co.,Ltd.

３．測定結果を確認する測定した結果が、携帯電話の画面上に表示されます。
PT-91βのサンプル動作は、ここまでで終了です。実際の運用では、画面に表示された測定データは PT-100 の外部測定データ読込機能により PT-100 に接続されたパソコンに取り込まれ一元管理されます。

16

Pinetec Co.,Ltd.

お問合せ先製品のお問合せは、ご購入頂いた販売店または弊社宛までお願い致します。

株式会社パインテック●お電話でのお問合せ

０２５８－８６－７０７３※受付…月～金曜日、9 時～12 時、13 時～17 時（祝祭日および弊社指定休業日を除く）●FAX でのお問合せ

０２５８－８４－３３６５●電子メールでのお問合せ

support@pinetec.biz

株式会社パインテック
TELFAX
EMAIL
URL

0258-86-7073
0258-84-3365info@pinetec.biz
http://pinetec.biz

DocNo. PTD-OP-11001-2

17

Pinetec Co.,Ltd.