Mira Térmica
Série STELLAR 2.0
Manual do utilizador V5.5.86 202401

Contacte-nos

Manual do utilizador da Mira térmicaÍNDICE
1

Descrição geral .................................................................................................................1
1.1
1.2

2

Função principal ..................................................................................................................................... 1
Aspeto ..................................................................................................................................................... 2

Preparação ........................................................................................................................5
2.1
Ligaçã o do cabo ..................................................................................................................................... 5
2.2
Instalar a bateria ..................................................................................................................................... 5
2.2.1 Instruçõ es da bateria ......................................................................................................................... 5
2.2.2 Instalação da bateria ......................................................................................................................... 5
2.3
Montar o dispositivo na calha ............................................................................................................... 6
2.4
Ligar/desligar ......................................................................................................................................... 8
2.5Ecrã automático desligado .................................................................................................................... 9
2.6
Descrição do menu .............................................................................................................................. 10
2.7
Ligaçã o através da aplicação .............................................................................................................. 10
2.8
Estado do firmware .............................................................................................................................. 11
2.8.1 Verificar o estado do firmware ....................................................................................................... 11
2.8.2 Atualizar dispositivo ........................................................................................................................ 11
2.9
Apontar (visã o geral) ............................................................................................................................ 12

3

Definições da imagem ................................................................................................... 14
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

4

Apontar .......................................................................................................................... 23
4.1
4.2
4.3
4.4

5

Ajustar a dioptria .................................................................................................................................. 14
Ajustar o foco ....................................................................................................................................... 14
Ajustar o brilho ..................................................................................................................................... 15
Ajustar o contraste ............................................................................................................................... 15
Ajustar a tonalidade ............................................................................................................................. 15
Ajustar a nitidez .................................................................................................................................... 16
Selecionar o modo de cena ................................................................................................................. 17
Configurar paletas ................................................................................................................................ 17
Corrigir os campos planos ................................................................................................................... 19
Correçã o dos pixéis defeituosos ......................................................................................................... 19
Ajustar o zoom digital .......................................................................................................................... 20
Definir o modo de imagem na imagem .............................................................................................. 21
Definir o Image Pro............................................................................................................................... 22

Ajustar o modo de retículo .................................................................................................................. 23
Selecionar perfis de apontar ................................................................................................................ 23
Definir o retículo ................................................................................................................................... 24
Corrigir o retículo .................................................................................................................................. 25

Medição da distância .................................................................................................... 28I

Manual do utilizador da Mira térmica
6

Configurações Gerais .................................................................................................... 30
6.1
Definir o OSD ........................................................................................................................................ 30
6.2
Definiçã o do logó tipo da marca .......................................................................................................... 30
6.3
Prevençã o de queimaduras ................................................................................................................. 31
6.4
Deteçã o de calor................................................................................................................................... 31
6.5
Captura e vídeo ..................................................................................................................................... 32
6.5.1 Captura de imagem ......................................................................................................................... 32
6.5.2 Definir o áudio .................................................................................................................................. 32
6.5.3 Gravar vídeo ..................................................................................................................................... 33
6.5.4 Pré-gravar vídeo ............................................................................................................................... 33
6.6
Exportar ficheiros ................................................................................................................................. 34
6.6.1 Exportar ficheiros via HIKMICRO Sight .......................................................................................... 34
6.6.2 Exportar ficheiros através de PC .................................................................................................... 35

7

Definições do sistema ................................................................................................... 36
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

8

Ajustar a data ....................................................................................................................................... 36
Sincronizar a data e hora ..................................................................................................................... 36
Definir o idioma .................................................................................................................................... 36
Definir unidade ..................................................................................................................................... 37
Visualizar informaçõ es do dispositivo ................................................................................................ 37
Repor o dispositivo ............................................................................................................................... 37

Perguntas frequentes .................................................................................................... 39
8.1
8.2
8.3
8.4

Porque motivo está o monitor desligado? .......................................................................................... 39
A imagem nã o está nítida, como posso ajustá -la? ............................................................................ 39
A captura ou a gravaçã o falha. Qual é o problema? .......................................................................... 39
Por que motivo o PC nã o consegue identificar o dispositivo? .......................................................... 39IIManual do utilizador da Mira térmica

1

Descrição geral
A mira térmica HIKMICRO STELLAR 2.0 inclui um detetor térmico de 12
μm com elevada sensibilidade, o qual garante um reconhecimento perfeito
dos detalhes, mesmo em condições meteorológicas mais difíceis. O
design tradicional do tubo de 30 mm satisfaz as necessidades decaçadores profissionais que valorizam as tradições e procuram uma
superioridade tecnológica. Com um período de funcionamento alargado, amira é utilizada essencialmente em cenários de caça no campo e na
floresta, de exploração e de busca e salvamento.

1.1Função principal









Apontar: o retículo ajuda o utilizador a apontar ao alvo de forma rápida
e precisa. Consulte Apontar.
Desativação automática do ecrã: A função de desativação automática
do ecrã permite que o dispositivo entre no modo de espera/ativação
através de mudanças de ângulo. A função escurece o ecrã para
poupar energia e aumentar a autonomia da bateria.
Vídeo ativado por recuo com áudio: o dispositivo consegue iniciar
automaticamente a gravação antes da ativação de recuo e terminar agravação após a ativação de recuo.
Ligação através da aplicação: O dispositivo consegue tirar
instantâneos, gravar vídeos e, se o ligar ao seu telemóvel por
intermédio de um hotspot, configurar parâmetros através da aplicaçãoHIKMICRO Sight.
Correção da imagem: O dispositivo suporta DPC (Defective Pixel
Correction - Correção de pixéis defeituosos) e FFC (Flat Field
Correction - Corrigir os campos planos), os quais permitem otimizar aqualidade da imagem.

1Manual do utilizador da Mira térmica

1.2

AspetoNota O aspeto pode variar consoante os modelos. Tenha o produto real
como referência.
 As imagens deste manual são apenas para fins ilustrativos. O produto
real pode ser diferente.

Figura 1-1 Aspeto
Tabela 1-1 Descrição dos componentes
N.ºComponente

Descrição

1

Óculo

A peça posicionada junto ao olho que permite
visualizar o alvo.

23Anel de ajusteda dioptriaBotões4

Indicador deestado decarregamento

5Interface Tipo-C

6Compartimento
das pilhas

Ajusta a dioptria
Para definir funções e parâmetros.
Indica o estado de carregamento do
dispositivo.
 Vermelho e verde intermitente: Ocorreu um
erro.
 Vermelho fixo: A carregar.
 Verde fixo: Totalmente carregada.
Para ligar o dispositivo à fonte dealimentação ou transmitir dados através deum cabo Type-C.
Para inserir a bateria.

2Manual do utilizador da Mira térmica
N.ºComponente

Descrição

7

Roda

8

Anel de foco

9

Tampa da lente

Para selecionar funções e parâmetros e
mudar para o zoom digital.
Ajuste a focagem para obter alvos com maior
nitidez.
Protege a lente.

Descriçã o do botã oTabela 1-2 Descrição do botão
Ícone

Botão

Função Premir: Modo de espera/Ativar
Ligar/desligar
dispositivo.
 Premir sem soltar: Ligar/desligar.
 Premir: Capture instantâneos.
Captura Premir sem soltar: Iniciar/parar de gravar
vídeo.
 Premir: Alterar as paletas.
Modo Premir sem soltar: Corrigir as
desigualdades de visualização (FFC).
Modo não-menu: Premir sem soltar: Entre no menu.
 Rodar: Mudar para o zoom digital.
Modo de menu:
Roda Premir: Confirmar/definir parâmetros.
 Premir sem soltar: Guardar e sair domenu.
 Rodar: Mover para cima/mover parabaixo.
+

Captura +Modo

Manter premido para bloquear/desbloquear
a roda.

Nota
 O indicador de corrente permanece vermelho fixo quando o dispositivo
está ligado.
 Quando a função de desligamento automático do ecrã estiver activada,se você pressionarpara entrar no modo de espera, também poderá

3

Manual do utilizador da Mira térmica
inclinar ou girar o dispositivo para activá-lo. Consulte Ecrã automático
desligado para uma operação detalhada.
 Quando a roda estiver bloqueada/desbloqueada, o ícone
apresentado.

4

/

será

Manual do utilizador da Mira térmica

2

Preparação

2.1

Ligação do cabo
Ligue o dispositivo e o transformador com um cabo Type-C para que odispositivo possa ser ligado. Ou então ligue o dispositivo ao PC, de modo
a poder exportar ficheiros.

Figura 2-1 Ligação do cabo
Nota
Carregue o dispositivo durante mais de 6 horas antes da primeirautilização.

2.2

Instalar a bateria

2.2.1

Instruções da bateria





2.2.2

Retire a bateria externa caso não utilize o dispositivo por um longo
período de tempo.
O tipo de bateria recarregável externa é 18650 e o tamanho da bateria
deve ser de 19 mm × 70 mm. A tensão nominal é de 3,635 V e acapacidade da bateria é de 3200 mAh.
A bateria integrada é uma bateria de lítio recarregável e a sua
dimensão deve ser de 23 mm × 67 mm. A tensão nominal é de 3,635 V
e a capacidade da bateria é de 3350 mAh.

Instalação da bateria
Insira a bateria no respetivo compartimento.

PassosGire a tampa da bateria no sentido contrário ao dos ponteiros dorelógio para a soltar.

5Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 2-2 Desapertar a tampa
Insira a pilha no respetivo compartimento com o pólo positivo para
dentro.

Figura 2-3 Insira a bateria
Gire a tampa da bateria no sentido dos ponteiros do relógio para aapertar.

Figura 2-4 Apertar a tampa

2.3Montar o dispositivo na calha
PassosDesaperte o aro superior com uma chave Allen.

Figura 2-5 Desapertar o aro superior

6Manual do utilizador da Mira térmica
Coloque o dispositivo na secção inferior do aro e alinhe os orifícios
superiores com os orifícios inferiores.

Figura 2-6 Instalar o dispositivo no aro
Insira e aperte os parafusos.

Figura 2-7 Apertar os parafusos
Desaperte os parafusos da secção inferior do aro.

Figura 2-8 Desapertar os parafusos
Fixe a secção inferior do aro na calha e aperte os parafusos do aro.
Certifique-se de que o dispositivo permanece nivelado.

Figura 2-9 Apertar os parafusos
7

Manual do utilizador da Mira térmica
Nota O aro pode variar consoante os modelos. Consulte o produto real.
 O aro tem de ser comprado em separado.
 Utilize um pano sem fiapos para limpar a base do dispositivo e a calha.

2.4

Ligar/desligar
Ligar
Quando o dispositivo estiver ligado com o cabo ou tiver carga suficientede bateria, mantenhapremido para ligar o dispositivo.

Desligar
Com o dispositivo ligado, mantenhapremido para o desligar.

Nota Quando desligar o dispositivo, aparecerá a contagem decrescente parao encerramento. Pode premir qualquer tecla para interromper a
contagem decrescente e cancelar o encerramento.
 O encerramento automático por bateria fraca não pode ser cancelado.

Encerramento automá ticoPode definir a hora de desconexão automática do dispositivo.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas.

Desloque a roda para selecionare prima a roda para aceder àinterface de configuração.
Desloque a roda para selecionar o período de tempo até ao
encerramento automático e prima a roda para confirmar.
Prima a roda sem soltar para guardar e sair.

8Manual do utilizador da Mira térmica
Nota Consulte o ícone da bateria para ver o estado da bateria.
significaque a bateria está totalmente carregada,significa que a bateria
está fraca, esignifica que o carregamento da bateria estáanómalo.
 Carregue a bateria quando aparecer a indicação de bateria fraca.
 A desativação automática só tem efeito quando o dispositivo entra no
modo de espera e não está ligado à aplicação HIKMICRO Sight em
simultâneo.
 A contagem decrescente para a desativação automática reinicia
quando o dispositivo sai do modo de espera ou quando o dispositivo é
reiniciado.

2.5Ecrã automático desligado
A função de desligamento automático do ecrã escurece o ecrã para
economizar energia e aumentar o tempo da bateria.

Passos
Ativar desligamento automático do ecrã.
1) Mantenha a roda premida para visualizar o menu.
2) Aceda aselecionar

Definições avançadas e desloque a roda para.

3) Prima a roda para ativar a desativação automática do ecrã.
4) Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.
Você pode executar um dos seguintes métodos para entrar no modo deespera quando o visor estiver ligado: Incline o dispositivo para baixo mais de 70°.
 Rode o dispositivo na horizontal mais de 30°.
 Mantenha o dispositivo imóvel e não o mova por 5 minutos.
Você pode executar um dos seguintes métodos para ativar odispositivo quando o ecrã estiver desligado: Incline o dispositivo para baixo de 0° a 70° ou para cima.
 Rode o dispositivo na horizontal de 0° a 30°.
 Pressionepara reactivar o dispositivo.

9Manual do utilizador da Mira térmica

2.6

Descrição do menu
Na interface de visualização em direto, mantenha a roda premida para
apresentar o menu.

Figura 2-10 Menu do dispositivo

2.7

Ligação através da aplicação
Ligue o dispositivo à aplicação HIKMICRO Sight via hotspot e, em seguida,
poderá capturar imagem, gravar vídeo ou configurar parâmetros no seu
telefone.

PassosPesquise HIKMICRO Sight na App Store (sistema iOS) ou no Google
Play™ (sistema Android) para a transferir, ou faça a leitura do código QRpara transferir e instalar a aplicação.

Sistema Android

Sistema iOS

Mantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para entrar na interface de ajuste.
Desloque a roda para selecionar o Hotspot. A função de hotspot éativada.

10

Manual do utilizador da Mira térmica
Ligue a WLAN do seu telefone e estabeleça a ligação ao hotspot.
 Nome do hotspot: HIKMICRO_N.º de série
 Palavra-passe do hotspot: N.º de série
Abra a aplicação e ligue o seu telefone ao dispositivo. Pode visualizar ainterface do dispositivo no seu telefone.
Nota O dispositivo não poderá conectar-se à aplicação se você inserir asenha errada várias vezes. Consulte Repor o dispositivo para repor odispositivo e volte a ligar a aplicação.
 É necessário ativar o dispositivo antes da primeira utilização.

2.8

Estado do firmware

2.8.1

Verificar o estado do firmware
PassosAbra a HIKMICRO Sight e ligue o seu dispositivo à aplicação.
Verifique se existe um aviso de atualização na interface degerenciamento do dispositivo. Se não houver um prompt deatualização, o firmware está na versão mais recente. Caso contrário, aversão de firmware não é a mais recente.

Figura 2-11 Verificar o estado do firmware(Opcional) Se a versão de firmware não for a mais recente, atualize odispositivo. Consulte Atualizar dispositivo.

2.8.2

Atualizar dispositivo
Atualizar o dispositivo através da HIKMICRO Sight
PassosAbra a aplicação HIKMICRO Sight e ligue o seu dispositivo à aplicação.

11

Manual do utilizador da Mira térmica
Toque no prompt de atualização para aceder a interface de atualização
do firmware.
Toque em Atualizar para iniciar a atualização.
Nota
O procedimento de atualização pode variar devido a atualizações daaplicação. Utilize a versão real da aplicação como referência.

Atualizar o dispositivo através do PC
Antes de começar
Primeiro obtenha o pacote de atualização.

PassosLigue o dispositivo ao seu PC com o cabo.
Abra o disco detetado, copie o ficheiro de atualização e cole-o no
diretório-raiz do dispositivo.
Desligue o dispositivo do seu PC.
Reinicie o dispositivo para iniciar a atualização de forma automática. O
processo de atualização será apresentado na interface principal.
Advertência
Durante a transferência do pacote de atualização, certifique-se de que odispositivo está ligado ao PC. Caso contrário, poderá provocar uma falha
de atualização desnecessária, danos no firmware, etc.

2.9

Apontar (visão geral)
Pode ativar o retículo para ver a posição do alvo. Funções tais como Fixare Zoom ajudam a ajustar o retículo com maior precisão. Consulte Apontar
para obter instruções detalhadas.

12

Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 2-12 Apontar

13

Manual do utilizador da Mira térmica

3

Definições da imagem

3.1

Ajustar a dioptria
PassosLigue o dispositivo.
Abra a tampa da lente.
Pegue no dispositivo e certifique-se de que o ocular abrange todo oolho.
Utilize o anel de ajuste da dioptria até as informações ou a imagem do
OSD ficarem nítidos.

Figura 3-1 Ajustar a dioptria
Nota
Ao ajustar a dioptria, NÃO toque na superfície da lente para não amanchar.

3.2

Ajustar o foco
PassosLigue o dispositivo.
Pegue no dispositivo e certifique-se de que o ocular abrange todo oolho.
Ajuste o anel de foco até a imagem ficar nítida.

Figura 3-2 Ajustar o foco

14

Manual do utilizador da Mira térmica
Nota
Durante a focagem, evite tocar na superfície da lente para não a manchar.

3.3

Ajustar o brilho
Pode ajustar o brilho do ecrã no menu.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Desloque a roda para selecionare prima a roda para confirmar.

Desloque a roda para ajustar a luminosidade do ecrã.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

3.4

Ajustar o contraste
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Desloque a roda para selecionare prima a roda para confirmar.

Desloque a roda para ajustar o contraste.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

3.5

Ajustar a tonalidade
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas, desloque a roda para selecionare prima a roda para confirmar.
Desloque a roda para selecionar um tom. É possível selecionar Quentee Frio.
Mantenha premida a roda para guardar e sair.

15

Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 3-3 Ajustar a tonalidade

3.6

Ajustar a nitidez
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas, desloque a roda para selecionare prima a roda para confirmar.
Desloque a roda para ajustar a nitidez.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

16Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 3-4 Comparação da nitidez

3.7

Selecionar o modo de cena
É possível selecionar a cena adequada de acordo com a utilização real dacena para melhorar o efeito da visualização.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas, desloque a roda para selecionare prima a roda para confirmar.
Desloque a roda para alternar a cena.
 Reconhecimento: o modo de reconhecimento é recomendado numa
cena normal.
 Selva: o modo de selva é recomendado num ambiente de caça.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

3.8

Configurar paletas
É possível selecionar diferentes paletas para apresentar a mesma cena
com diferentes efeitos. Primapara mudar de paleta.

na interface de visualização em direto

Branco quente
Na vista, a parte quente apresenta uma coloração mais clara. Quanto mais
alta for a temperatura, mais clara será a cor.

17

Manual do utilizador da Mira térmica

Preto quente
Na vista, a parte quente apresenta uma coloração mais escura. Quantomais alta for a temperatura, mais escura será a cor.

Vermelho quente
Na vista, a parte quente apresenta uma coloração avermelhada. Quantomais alta for a temperatura, mais vermelha será a cor.

Fusão
Da temperatura elevada para a temperatura baixa, a imagem apresenta
uma coloração branca, amarela, vermelha, rosa e púrpura.

18

Manual do utilizador da Mira térmica

3.9

Corrigir os campos planos
Esta função permite corrigir as desigualdades na visualização.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar

Calibração de imagem. E prima a roda para confirmar.
Desloque a roda para mudar os modos de calibração de imagem e
prima a roda para confirmar.
 FFC automático: Ao ligar a câmara, o dispositivo calibra
automaticamente a imagem de acordo com o agendamento
definido.
 FFC manual: Na interface de visualização em direto, mantenhapremido para acionar a calibração.
 Externo: Coloque a tampa da lente e, em seguida, mantenhapremido para acionar a calibração na interface de visualização em
direto.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.
Nota
A contagem decrescente começará antes de o dispositivo executar a FFC
automaticamente.

3.10

Correção dos pixéis defeituosos
O dispositivo consegue corrigir os píxeis defeituosos presentes no ecrã.

Passos19

Manual do utilizador da Mira térmica
Mantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas, desloque a roda para selecionar

DPC e prima a roda para confirmar.
Prima a roda para selecionar o eixo X ou Y. Em seguida, desloque aroda para definir as coordenadas até o cursor alcançar o píxel
defeituoso.
Nota
Se selecionar o eixo X, o cursor move-se para a esquerda e para a direita;
se selecionar o eixo Y, o cursor move-se para cima e para baixo.
Prima duas vezes a roda para corrigir o píxel defeituoso.
Prima a roda sem soltar para guardar e sair.
Nota
O píxel defeituoso selecionado pode ser ampliado e apresentado no lado
direito da interface.

Figura 3-5 Correção dos pixéis defeituosos
Nota
Se o OSD do ecrã bloquear o píxel defeituoso, mova o cursor até oencontrar e o dispositivo realizará automaticamente o espelhamento davisualização.

3.11

Ajustar o zoom digital
Na interface da visualização em direto, desloque a roda para ajustar ozoom digital do dispositivo.

Passos20

Manual do utilizador da Mira térmica
Mantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para entrar na interface de configuração e desloque a roda
para selecionar um modo de zoom.
 Múltiplo: a proporção de zoom digital pode ser configurada para 1×,
2×, 4× e 8×.
 Contínuo: a proporção de zoom digital pode ser configurada entre
1,0× e 8,0× de forma contínua.
Prima a roda sem soltar para guardar e sair.
Na interface da visualização em direto, desloque a roda para ajustar ozoom digital do dispositivo.
Nota
Ao mudar a proporção de zoom digital, o lado esquerdo da interface
mostra a ampliação real (Ampliação Real = Ampliação Óptica da Lente ×
Proporção de Zoom Digital). Por exemplo, a ampliação ótica da lente é de
3,3×, a razão de zoom digital é de 2× e a ampliação real é de 6,6×.

3.12

Definir o modo de imagem na imagem
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Desloque a roda para selecionare prima a roda para o ativar. Os

detalhes são apresentados na parte central superior da interface.
Mantenha a roda premida para sair.

Figura 3-6 Modo de imagem em imagem
21

Manual do utilizador da Mira térmica
Nota Quando o retículo está ativado, a vista no modo PIP apresenta os
detalhes do retículo. Quando o retículo está desativado, a vista no
modo PIP apresenta os detalhes da parte central.
 Se a função PIP estiver ativada, só é ampliada a vista PIP quando se
ajusta a proporção de zoom digital.

3.13

Definir o Image Pro
Image pro refere-se ao melhoramento dos detalhes da imagem. Quando
ativar esta função, os detalhes da totalidade da interface de visualização
em direto serão melhorados.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas, desloque a roda para selecionare prima a roda para ativar a função.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

Resultado
Os detalhes da totalidade da interface de visualização em direto serão
melhorados.

22

Manual do utilizador da Mira térmica

4

Apontar

4.1

Ajustar o modo de retículo
Pode selecionar um modo de retículo de acordo com as suas preferências
e diferentes situações.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para entrar na interface de definição e desloque a roda
para selecionar um modo de retículo.
 Retículo fixo: Este modo centra-se à volta do retículo quando semuda a proporção de zoom digital.
 Retículo central: Este modo centra-se em torno da imagem quando
se muda a proporção de zoom digital, com a posição do retículo
inalterada.
Prima a roda sem soltar para guardar e sair.
Nota A proporção de zoom digital regressa a 1 × quando se muda o modo deretículo.
 Se selecionar o retículo fixo, a proporção de zoom contínuo pode serdefinida entre 1,0 × e 8,0 ×.
 Se selecionar o retículo central, a proporção de zoom contínuo pode serdefinida entre 2,0 × e 8,0 ×.

4.2

Selecionar perfis de apontar
É possível configurar e guardar as definições do retículo em perfis deapontar de acordo com várias situações.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
23

Manual do utilizador da Mira térmica
Desloque a roda para selecionar um perfil de apontar.
Prima a roda sem soltar para guardar e sair.

Resultado
O canto superior direito da imagem indica a informação do retículo. Por
exemplo, B4-101yard significa que está a usar o retículo n.º 4 no perfil deapontar B e que o intervalo definido é de 101 metros.

Figura 4-1 Utilizar um retículo
Nota
No total, existem 5 perfis de apontar, e pode configurar 5 retículos em
cada perfil de apontar.

4.3

Definir o retículo
Pode selecionar um retículo no perfil de apontar atual, e definir
parâmetros como o tipo, a cor e a posição do retículo.

Antes de começar
Primeiro selecione um perfil de apontar.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar. Prima a roda para entrar na interface de ajuste.
Selecione

Mira e prima a roda para confirmar. Desloque a roda

para selecionar um N.º de retículo. Pode selecionar DESLIGAR para
desativar o retículo.

24Manual do utilizador da Mira térmica
Selecione

Tipo e prima a roda para confirmar. Desloque a roda

para selecionar o tipo de retículo. É possível selecionar 10 tipos deretículos.
Selecione

Cor e prima a roda para confirmar. Desloque a roda

para definir a cor do retículo. Poderá selecionar Preto, Branco, Verde eVermelho.
(Opcional) Repita os passos 3 a 5 para definir outros retículos neste
perfil de apontar.
Nota
Se alterar o n.º de retículo, surgirá um aviso na interface. Selecione OKpara guardar os parâmetros do atual retículo.
Mantenha a roda premida para sair de acordo com o aviso.
 OK: guardar o parâmetro e sair.
 CANCELAR: Sai sem guardar os parâmetros.
Nota É possível configurar 5 retículos num perfil de apontar.
 Se ativar a função PIP, conseguirá ampliar o alvo visualizado na
interface.
 No modo preto quente e no modo branco quente, se definir a cor do
retículo como branco ou preto, as cores do retículo serão invertidas
automaticamente para melhor apontar para o alvo.

4.4

Corrigir o retículo
A correção do retículo poderá ajudá-lo a apontar para o alvo com elevada
precisão, corrigindo a diferença entre o retículo grande e o retículo
pequeno. Funções tais como Fixar e Zoom ajudam a ajustar o retículo
com maior precisão.

Antes de começar
Primeiro selecione um perfil de apontar.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.

25

Manual do utilizador da Mira térmica
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar. Prima a roda para entrar na interface de ajuste.
Selecione

Apontar e prima a roda para confirmar. Desloque aroda para selecionar o retículo que deseja corrigir.
Defina a distância até ao alvo.
1) Desloque a roda para selecionar aDistância.

2) Prima a roda para selecionar o número que deseja alterar.
3) Desloque a roda para alterar o número e prima a roda paraconcluir o ajuste.
Selecione

Zoom e prima a roda para confirmar. Desloque a roda

para ajustar a proporção de zoom digital.
Aponte para o alvo e prima o gatilho. Alinhe o retículo com o ponto de
impacto.
1) Aponte o retículo grande ao alvo.
2) Selecione

Congelar. Prima a roda para ativar a função.

3) Desloque a roda para definir as coordenadas até o retículo
grande ficar alinhado com o ponto de impacto. Prima a roda paraselecionar o eixo. Se selecionar o X, o retículo move-se para aesquerda e para a direita; se selecionar o Y, o retículo move-separa cima e para baixo. Mantenha a roda premida para concluir oajuste.

26

Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 4-2 Ative a função Fixar
Nota Se alterar o n.º de retículo, surgirá um aviso na interface. Selecione OKpara guardar os parâmetros do atual retículo.
 Quando ativar a função de fixar no retículo, pode ajustar a posição docursor numa imagem fixa. Esta função pode prevenir o tremular daimagem.
Mantenha a roda premida para sair da interface de ajuste de acordo
com o aviso.
 OK: guardar o parâmetro e sair.
 CANCELAR: Sai sem guardar os parâmetros.
Prima novamente o gatilho para verificar se o ponto de mira fica
alinhado com o ponto de impacto.
(Opcional) Repita os passos 3 a 8 para definir a posição de outros
retículos do perfil de apontar.

27

Manual do utilizador da Mira térmica

5

Medição da distância
O dispositivo consegue detetar a distância entre o alvo e a posição deobservação.

Antes de começar
Ao medir a distância, mantenha a mão e a posição firmes. Caso contrário,a precisão da medição pode ser afetada.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar. Prima a roda para entrar na interface de ajuste.
Defina os parâmetros do alvo.
1) Desloque a roda para selecionar o alvo entre Lobo cinzento, Urso
pardo, Veado e Personalizado.
2) Prima e gire a roda para definir a altura do alvo.
Nota
As alturas disponíveis variam entre 0,1 m e 9,0 m.
3) Prima a roda para confirmar.
4) Mantenha a roda premida para guardar as definições e regressarà interface de medição da distância.
Alinhe o centro da marca superior com a extremidade do topo do alvo e
prima a roda para confirmar.
Alinhe o centro da marca inferior com a extremidade da parte inferior
do alvo e prima a roda para confirmar.

Resultado
O canto superior direito da imagem apresenta o resultado da medição dadistância e a altura do alvo.

28

Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 5-1 Resultado da medição

29

Manual do utilizador da Mira térmica

6

Configurações Gerais

6.1

Definir o OSD
Esta função permite mostrar ou ocultar as informações apresentadas noecrã na interface da visualização em direto.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para aceder à interface da definição OSD.
Desloque a roda para selecionar a Hora, Data ou OSD e prima a roda
para ativar ou desativar as informações OSD selecionadas.
Prima a roda sem soltar para guardar e sair.
Nota
Se desligar o OSD, toda a informação do OSD na visualização ao vivo não
será mostrada.

6.2

Definição do logótipo da marca
Pode adicionar o logótipo da marca na interface de visualização ao vivo,
em cliques instantâneos e vídeos.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para ativar o Logótipo da marca.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

Resultado
O logótipo da marca é apresentado no canto inferior esquerdo da imagem.

30Manual do utilizador da Mira térmica

Figura 6-1 Apresentação do logótipo da marca

6.3

Prevenção de queimaduras
Evite a luz solar direta e permita que a função de prevenção dequeimaduras reduza o risco de danos nos sensores devido ao calor.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para ativar ou desativar a função de Prevenção dequeimaduras.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

6.4

Deteção de calor
O dispositivo consegue detetar o local com a temperatura mais alta e
assinalar o mesmo no visor.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para ativar a função e assinalar o local com a temperatura
mais alta.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

31Manual do utilizador da Mira térmica
Resultado
Quando a função está ativa,
é apresentado no local com atemperatura mais alta. Quando a cena sofre alguma alteração, o
move-se.

Figura 6-2 Deteção de calor

6.5

Captura e vídeo

6.5.1

Captura de imagem
Na interface de visualização em direto, prima
imagem.

para captar uma

Nota Quando a captação é bem sucedida, a imagem congela durante 1
segundo e surge uma indicação no visor.
 Para exportar imagens, consulte Exportar ficheiros.

6.5.2

Definir o áudio
Se activar a função de áudio, o vídeo será gravado com som. Se o vídeo
tiver ruídos muito altos, pode desligar esta função.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para ativar ou desativar esta função.
32

Manual do utilizador da Mira térmica
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

6.5.3

Gravar vídeo
PassosNa interface da visualização em direto, mantenha
iniciar a gravação.

premido para

Figura 6-3 Iniciar gravação
A imagem do lado esquerdo apresenta as informações sobre o tempo degravação.
Mantenha

6.5.4

novamente premido para interromper a gravação.

Pré-gravar vídeo
Depois de ativar esta função e selecionar o tempo de pré-gravação, odispositivo inicia automaticamente a gravação 7, 10 ou 15 segundos
antes da ativação de recuo e termina a gravação 7, 10 ou 15 segundos
após a ativação de recuo.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para entrar na interface de ajuste. Desloque a roda paramudar o tempo de pré-gravação. Pode selecionar entre 7 s, 10 s e 15 s.
Poderá igualmente selecionar a opção DESLIGAR para desativar afunção.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

33

Manual do utilizador da Mira térmica

6.6

Exportar ficheiros

6.6.1

Exportar ficheiros via HIKMICRO Sight
Pode aceder aos álbuns do dispositivo e exportar ficheiros para o seu
telefone através da HIKMICRO Sight.

Antes de começar
Instale a HIKMICRO Sight no seu telemóvel.

PassosAbra a HIKMICRO Sight e ligue o seu dispositivo à aplicação. Ver
Ligação através da aplicação.
Toque em Multimédia para aceder aos álbuns do dispositivo.

Figura 6-4 Aceder aos álbuns do dispositivo
Toque em Local ou Dispositivo para ver as fotografias e os vídeos.
 Local: Pode visualizar os ficheiros capturados na aplicação.
 Dispositivo: Pode visualizar os ficheiros no dispositivo atual.
Nota
As fotos ou vídeos podem não ser apresentados no Dispositivo. Puxe parabaixo para atualizar a página.
Toque para selecionar um ficheiro, e toque em Transferir para exportaro ficheiro para os álbuns do seu telefone local.

Figura 6-5 Exportar ficheiros

34

Manual do utilizador da Mira térmica
Nota Vá a Eu -> Sobre -> Manual do Usuário para ver operações com mais
detalhe.
 Também pode aceder aos álbuns do dispositivo tocando no ícone docanto inferior esquerdo na interface da visualização em direto.
 A operação de exportação pode variar devido a atualizações daaplicação. Utilize a versão real da aplicação como referência.

6.6.2

Exportar ficheiros através de PC
Esta função é utilizada para exportar vídeos gravados e imagens
captadas.

Antes de começar
Ao ligar o cabo, certifique-se de que o dispositivo está ligado.

PassosLigue o dispositivo e o PC com o cabo Type-C.
Nota
Ao ligar o cabo, certifique-se de que o dispositivo está ligado.
Abra o disco do computador e selecione a unidade de disco do
dispositivo. Aceda à pasta DCIM e procure a pasta designada com oano e o mês da captura. Por exemplo, se captar uma imagem ou gravar
um vídeo em Junho de 2023, aceda a DCIM-> 202306 para encontrar
essa imagem ou vídeo.
Selecione e copie os ficheiros para o PC.
Desligue o dispositivo do seu PC.
Nota Quando está ligado ao PC, o dispositivo apresenta as imagens. Mas
funções tais como a gravação, a captação de imagens e o hotspot
permanecem desativadas.
 Ao ligar o dispositivo ao PC pela primeira vez, o programa da unidadede disco é instalado de forma automática.

35

Manual do utilizador da Mira térmica

7

Definições do sistema

7.1

Ajustar a data
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para aceder à interface de configuração.
Prima a roda para selecionar o ano, o mês ou o dia e desloque a roda
para alterar o número.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

7.2

Sincronizar a data e hora
Passo
Mantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para aceder à interface de configuração.
Desloque a roda para mudar o sistema do relógio. Poderá selecionar
entre um relógio de 24 horas e de 12 horas. Se selecionar o relógio de
12 horas, prima a roda e, em seguida, desloque a roda para selecionar
AM ou PM.
Prima a roda para selecionar a hora ou o minuto e desloque a roda paraalterar o número.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

7.3

Definir o idioma
Esta função permite selecionar o idioma do dispositivo.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
36

Manual do utilizador da Mira térmica
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para aceder à interface de configuração.
Desloque a roda para selecionar o idioma desejado e prima a roda para
confirmar.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

7.4

Definir unidade
Pode mudar a unidade para realizar a medição da distância.

PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para aceder à interface de configuração.
Desloque a roda para selecionar a unidade, conforme necessário.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

7.5

Visualizar informações do dispositivo
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para confirmar. Poderá ver informações do dispositivo taiscomo a versão e o número de série.
Prima a roda sem soltar para guardar as definições e sair.

7.6

Repor o dispositivo
PassosMantenha a roda premida para visualizar o menu.

37

Manual do utilizador da Mira térmica
Aceda aDefinições avançadas e desloque a roda para selecionar.
Prima a roda para restaurar todos os parâmetros (exceto o retículo) do
dispositivo para as predefinições de acordo com o aviso.

38

Manual do utilizador da Mira térmica

8

Perguntas frequentes

8.1

Porque motivo está o monitor desligado?



8.2

Verifique se o dispositivo está sem bateria, no modo de espera ou se aopção Desativação automática está ativada.
Verifique o monitor depois de carregar o dispositivo durante 5
minutos.

A imagem não está nítida, como posso ajustá-la?
Ajuste o anel de regulação da dioptria ou o anel de foco até a imagem
ficar nítida. Consulte a secção Ajustar a dioptria ou a secção Ajustar o
foco.

8.3

A captura ou a gravação falha. Qual é oproblema?
Verifique os itens seguintes.




8.4

Se o dispositivo está ligado ao PC. Se a captação de imagens ou a
gravação de vídeos está desativada neste modo.
Se o espaço de armazenamento está cheio.
Se o dispositivo está com bateria fraca.

Por que motivo o PC não consegue identificar odispositivo?
Verifique os itens seguintes.
Se o dispositivo está ligado ao PC com o cabo USB fornecido.
Se estiver a utilizar outros cabos USB, certifique-se de que os mesmos
não possuem um comprimento superior a 1 metro.

39

Manual do utilizador da Mira térmica

Informação legal
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE LEGALNA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, ESTE MANUAL EO PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E
FIRMWARE, SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E “COM TODAS AS
SUAS FALHAS E ERROS”. A HIKMICRO NÃO APRESENTA QUAISQUERGARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM QUAISQUER
LIMITAÇÕES, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE
SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. A SUAUTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO É FEITA POR SUA CONTA E RISCO. EM
NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A HIKMICRO SERÁ RESPONSÁVEL POR SI
EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS,
INCIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS PELA
PERDA DE LUCROS COMERCIAIS, INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE, PERDA
DE DADOS, CORRUPÇÃO DE SISTEMAS OU PERDA DE DOCUMENTAÇÃOSEJA COM BASE NUMA VIOLAÇÃO DO CONTRATO, ATOS ILÍCITOS(INCLUÍNDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO OU, DE
OUTRO MODO, RELACIONADA COM A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, AINDAQUE A HIKMICRO TENHA SIDO AVISADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS OU PERDAS.
O UTILIZADOR RECONHECE QUE A NATUREZA DA INTERNET OFERECERISCOS DE SEGURANÇA INERENTES E QUE A HIKMICRO NÃO SERÁRESPONSABILIZADA POR UM FUNCIONAMENTO ANORMAL, PERDA DEPRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUESINFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATARIA, INFEÇÃO POR VÍRUS OUOUTROS RISCOS ASSOCIADOS À SEGURANÇA DA INTERNET. NO
ENTANTO, A HIKMICRO PRESTARÁ APOIO TÉCNICO ATEMPADO, SE
SOLICITADO.
O UTILIZADOR ACEITA UTILIZAR ESTE PRODUTO EM CONFORMIDADECOM TODAS AS LEIS APLICÁVEIS E SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PORGARANTIR QUE A SUA UTILIZAÇÃO É CONFORME À LEI APLICÁVEL.
PARTICULARMENTE, O UTILIZADOR É O RESPONSÁVEL PELAUTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO DE MODO QUE NÃO INFRINJA OS
DIREITOS DE TERCEIROS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, OS DIREITOS DE
PUBLICIDADE, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU DEPROTEÇÃO DE DADOS, OU QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE
PRIVACIDADE. NÃO DEVE UTILIZAR ESTE PRODUTO PARA CAÇADAS DE
ANIMAIS ILEGAIS, INVASÃO DE PRIVACIDADE OU QUALQUER OUTRA

40

Manual do utilizador da Mira térmica
FINALIDADE QUE SEJA ILEGAL OU CONTRÁRIA AO INTERESSE PÚBLICO.
O UTILIZADOR NÃO PODERÁ UTILIZAR ESTE PRODUTO PARA QUAISQUERUTILIZAÇÕES FINAIS PROIBIDAS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO OUPRODUÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO MACIÇA, DESENVOLVIMENTOOU PRODUÇÃO DE QUÍMICOS OU ARMAS BIOLÓGICAS, QUAISQUERATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DE EXPLOSIVOS NUCLEARESOU CICLOS DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR INSEGURO OU PARA APOIAR
ABUSOS AOS DIREITOS HUMANOS.
CUMPRA TODAS AS PROIBIÇÕES E ADVERTÊNCIAS EXCECIONAIS DETODAS AS LEIS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS, EM PARTICULAR, AS
LEIS E REGULAMENTOS LOCAIS SOBRE ARMAS DE FOGO E/OU DE CAÇA.
VERIFIQUE SEMPRE AS DISPOSIÇÕES E REGULAMENTOS NACIONAIS
ANTES DE COMPRAR OU DE UTILIZAR ESTE PRODUTO. LEMBRE-SE QUE
PODERÁ TER DE SOLICITAR AUTORIZAÇÕES, CERTIFICADOS E/OU
LICENÇAS ANTES DE QUALQUER COMPRA, VENDA, COMERCIALIZAÇÃO
E/OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. A HIKMICRO NÃO SE RESPONSABILIZAPOR QUALQUER COMPRA, VENDA, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO
FINAL ILEGAL OU IMPRÓPRIA, BEM COMO POR QUAISQUER DANOSESPECIAIS, CONSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS DELASDECORRENTES.
NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE
ESTE MANUAL E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

41

Manual do utilizador da Mira térmica

Informações sobre as normas reguladoras
As presentes cláusulas aplicam-se apenas aos produtos que apresentam
a marcação ou informação correspondentes.

Declaração de conformidade da UE
Este produto e, se aplicável, os acessórios fornecidos
também têm a marcação "CE" e estão em conformidade
com as normas europeias harmonizadas aplicáveis
enumeradas na Diretiva 2014/30/UE (EMCD), Diretiva
2014/35/UE (LVD) e Diretiva 2011/65/UE (RoHS), Diretiva
2014/53/UE.
Pelo presente documento, a Hangzhou Microimage
Software Co., Ltd. declara que este dispositivo (consultar
rótulo) se encontra em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está
disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.hikmicrotech.com/en/support/downloadcenter/declaration-of-conformity/
Bandas de frequência e potência (para CE)
As bandas de frequência e os limites nominais da potência
de transmissão (radiada e/ou conduzida) aplicáveis aoequipamento de rádio abaixo são os seguintes:
Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz a 2,4835 GHz), 20 dBm
Para dispositivos sem adaptador de alimentação incluído,
utilize um adaptador de alimentação fornecido por um
fabricante qualificado. Para informações detalhadas sobre
os requisitos relativos à alimentação, consulte asespecificações do produto.
Para dispositivos sem bateria incluída, utilize uma bateria
fornecida por um fabricante qualificado. Para informações
detalhadas sobre os requisitos relacionados com a bateria,
consulte as especificações do produto.

42

Manual do utilizador da Mira térmica
Diretiva 2012/19/UE (Diretiva REEE): Os produtos com este
símbolo não podem ser eliminados como resíduos urbanos
indiferenciados na União Europeia. Para uma reciclagem
adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local
quando adquirir um novo equipamento equivalente ou
elimine-o através dos pontos de recolha adequados. Paramais informações, consulte: www.recyclethis.info
Diretiva 2006/66/CE e respetiva alteração 2013/56/UE(diretiva relativa às pilhas e baterias): Este produto contém
uma bateria que não pode ser eliminada como resíduo
urbano indiferenciado na União Europeia. Consulte a
documentação do produto para obter informações
específicas acerca da bateria. A bateria está marcada com
este símbolo, que poderá incluir inscrições para indicar apresença de cádmio (Cd), chumbo (Pb), ou mercúrio (Hg).
Para reciclar o produto de forma adequada, devolva abateria ao seu fornecedor ou coloque-a num ponto derecolha apropriado. Para mais informações, consulte:
www.recyclethis.info.

43

Manual do utilizador da Mira térmica

Convenções relativas aos símbolos
Os símbolos presentes neste documento são definidos da seguinte
maneira.
Símbolo
Nota

Advertência

PerigoDescrição
Proporciona informação adicional para enfatizar
ou complementar pontos importantes do texto
principal.
Indica uma situação potencialmente perigosa que,se não for evitada, poderá resultar em danos noequipamento, perda de dados, degradação dodesempenho ou resultados inesperados.
Indica um perigo com um nível de risco elevado
que, se não for evitado, resultará em morte oulesões graves.

44Manual do utilizador da Mira térmica

Instruções de segurança
Estas instruções destinam-se a garantir que o utilizador possa utilizar o
produto corretamente para evitar perigos ou perdas materiais. Antes dautilização, leia atentamente todas as informações relacionadas com asegurança.

Transporte Mantenha o dispositivo na embalagem original ou similar, quando otransportar.
 Depois da abertura da embalagem do produto, guarde todos invólucros,para uso posterior. Em caso de qualquer avaria, deve devolver odispositivo à fábrica com o invólucro original. O transporte sem oinvólucro original pode resultar em danos no dispositivo, sendo que aempresa não assumirá quaisquer responsabilidades.
 Não deixe o produto cair, nem o sujeite a impactos físicos. Mantenha odispositivo longe de interferências magnéticas.

Alimentação elétrica A tensão de entrada do dispositivo deve cumprir os requisitos da fontede alimentação limitada (5 V CC, 2 A), de acordo com a norma
IEC61010-1 ou IEC 62368-1. Consulte os produtos e as especificações
reais para obter informação detalhada.
 Certifique-se de que a ficha está devidamente ligada à tomada.
 NÃO ligue vários dispositivos a um adaptador de energia, para evitar osuperaquecimento de riscos de incêndio provocados por sobrecarga.
 A fonte de alimentação deve cumprir os requisitos da fonte dealimentação limitada ou da PS2, de acordo com a norma IEC 62368-1.

Bateria
 O tipo de bateria recarregável externa é 18650 e o tamanho da bateria
deve ser de 19 mm × 70 mm. A tensão nominal é de 3,635 V CC e acapacidade da bateria é de 3200 mAh.
 A bateria integrada é uma bateria de lítio recarregável e a sua dimensão
deve ser de 23 mm × 67 mm. A tensão nominal é de 3,635 V e acapacidade da bateria é de 3350 mAh.
 Em caso de armazenamento prolongado da bateria, certifique-se deque esta é totalmente carregada a cada seis meses, garantindo, assim,
a sua qualidade. Caso contrário, poderão ocorrer danos.
 ADVERTÊNCIA: Existe risco de explosão se a bateria for substituída por
outra de tipo incorreto.

45

Manual do utilizador da Mira térmica A bateria integrada não pode ser desmontada. Contacte o fabricantecaso necessite de uma reparação.
 Certifique-se de que a temperatura da bateria está entre 0 °C e 45 °C
durante o carregamento.
 A substituição incorreta da bateria por outra de tipo incorreto podedestruir uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateriade lítio).
 Não proceda à eliminação da bateria numa fogueira ou forno quente, ou
mediante esmagamento ou corte mecânico da mesma pois tal pode
resultar numa explosão.
 Não deixe a bateria num ambiente com temperaturas extremamenteelevadas pois tal pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido
inflamável ou gás.
 Não sujeite a bateria a pressão de ar extremamente baixa pois tal
poderá resultar numa explosão de líquido inflamável ou gás.
 Elimine pilhas/baterias usadas de acordo com as instruções.
 Certifique-se de que não existe material inflamável no raio de dois
metros do carregador enquanto o carregamento é efetuado.
 NÃO coloque a bateria ao alcance das crianças.
 NÃO engula a bateria para evitar queimaduras químicas.

Manutenção
 Se o produto não funcionar corretamente, contacte o seu fornecedor ou
o seu centro de assistência mais próximo. Não assumimos qualquer
responsabilidade por problemas causados por reparações ou
manutenções não autorizadas.
 Limpe o dispositivo suavemente com um pano limpo e uma pequena
quantidade de etanol, se necessário.
 Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo
fabricante, a proteção providenciada pelo dispositivo poderá serafetada.
 Limpe a lente com um pano macio ou toalhete de papel para evitar
riscá-la.

Ambiente da utilização
 Certifique-se de que o ambiente de funcionamento do dispositivo
cumpre os requisitos do mesmo. A temperatura de funcionamento
deverá situar-se entre -30 °C e 55 °C e a humidade de funcionamento
entre 5% e 95%.
 NÃO exponha o dispositivo a radiação eletromagnética elevada nem aambientes com pó.
 NÃO direcione a lente para o sol nem para qualquer outra luz brilhante.

46

Manual do utilizador da Mira térmica
 Coloque o dispositivo num ambiente seco e bem ventilado.
 Quando estiver a utilizar qualquer equipamento a laser, verifique se alente do dispositivo não se encontra exposta ao feixe de laser, caso
contrário pode queimar.
 Evite a instalação do equipamento em superfícies vibratórias ou locais
sujeitos a choques (a negligência pode causar danos ao equipamento).

Emergência
Caso o dispositivo emita fumo, odores ou ruídos, desligue a alimentação
elétrica de imediato, retire o cabo de alimentação da tomada e contacte o
centro de assistência.

Endereço do fabricante
Sala 313, Unidade B, Edifício 2, Rua Danfeng 399, Subdistrito Xixing,
Distrito Binjiang, Hangzhou, Zhejiang 310052, China
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série térmica poderão estarsujeitos a controlos de exportação em vários países ou regiões, incluindo
sem limite, os Estados Unidos da América, a União Europeia, o Reino
Unido e/ou outros países-membro do Acordo de Wassenaar. Consulte o
seu especialista em legislação ou em conformidade ou as autoridades
locais para saber os requisitos de licença de exportação necessários sepretender transferir, exportar, voltar a exportar os produtos da série
térmica entre países diferentes.

47

UD35921B