DL7440/DL7480
ディジタルオシロスコープ
通信インタフェース

ユーザーズマニュアル

IM 701450-17
3版

はじめに
このたびは，ディジタルオシロスコープDL7400(DL7440/DL7480)をお買い上げいただ
きましてありがとうございました。
この通信インタフェースユーザーズマニュアルは，下記の各インタフェースの機能やコマンドについて説明したものです。
・ GP-IBインタフェース・ USBインタフェース
・ イーサネットインタフェース(オプション)
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき，正しくお使いください。
お読みになったあとは，大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。
なお，DL7400のマニュアルとして，このマニュアルを含め，次の3種類があります。あ
わせてお読みください。
マニュアル名マニュアルNo.

内容

DL7440/DL7480
ユーザーズマニュアル

IM 701450-01

通信機能を除く全機能とその操作方法について説明しています。

DL7440/DL7480
オペレーションガイド

IM 701450-02

機能と基本的な操作について，簡略化して説明しています。

DL7440/DL7480
通信インタフェース
ユーザーズマニュアル(CD-ROM)

IM 701450-17

本書です。GP-IB/USB/イーサネットインタ
フェースの通信機能について説明しています。

ご注意
・ 本書の内容は，性能・機能の向上などにより，将来予告なしに変更することがあります。
・ 本書の内容に関しては，万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら，お手数ですが，当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載・複製することは禁止されています。
・ 保証書が付いています。再発行はいたしません。よくお読みいただき，ご理解のうえ大切に保存してください。

USBインタフェースおよびイーサネットインタフェースについて・ USBインタフェースによる通信機能を使用するには，パーソナルコンピュータ側に下記が必要です。
・ DLシリーズ専用ライブラリ・ パーソナルコンピュータ-DL7440/DL7480間のUSB接続デバイスドライバ
・ イーサネットインタフェースによる通信機能を使用するには，パーソナルコンピュータ
側に下記が必要です。
・ DLシリーズ専用ライブラリ
上記のライブラリおよびドライバは，下記ホームページからダウンロードできます。
http://www.yokogawa.co.jp/Measurement/F-SOFT/

3rd Edition: April 2005 (YK)All Rights Reserved, Copyright © 2003 Yoklowa Electric Corporation
IM 701450-17

i

はじめに

商 標
・ Microsoft，MS-DOS，Visual C++，Windows，Windows NT，およびWindows XP
は，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における商標または登録商標です。
・ Adobe，AcrobatおよびPostScriptは，アドビシステムズ社の商標または登録商標です。
・ Zipは，米国Iomega社の，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には，TM，®マークは表示していません。
・ その他，本文中に使われている会社名，商品名は，各社の登録商標または商標です。
・ 本製品のTCP/IPソフトウェア，およびTCP/IPソフトウェアに関するドキュメントは，
カリフォルニア大学からライセンスされたBSD Networking Software, Release 1をもとに当社で開発/作成したものです。

履 歴

ii

2003年

2月

初版発行

2003年
2005年

11月 2版発行
4月
3版発行

IM 701450-17

このマニュアルの利用方法
このマニュアルの構成
このユーザーズマニュアルは，以下に示す第1章〜第7章および付録・索引で構成されています。
第1章 GP-IBインタフェースについて
GP-IBインタフェースの機能・仕様などについて説明しています。
第2章 USBインタフェースについて
USBインタフェースの機能・仕様などについて説明しています。
第3章 イーサネットインタフェースについて(オプション)
イーサネットインタフェースの機能・仕様などについて説明しています。
第4章 プログラムを組む前にコマンドを送るときの書式などについて説明しています。
第5章 コマンド使用できる全コマンドについて1つずつ説明しています。
第6章 ステータスレポート
ステータスバイトや各種レジスタ，キューなどについて説明しています。
第7章 サンプルプログラム
MS-DOS/Vマシン(GP-IBボードはNI社製のAT-GPIB/TNT IEEE-488.2を使用)を使用して，VisualBASICで組んだプログラム例を紹介しています｡
付録
ASCIIキャラクタコード表などの参考資料を紹介しています。

索引
50音順，アルファベット順の2種類の索引があります。

IM 701450-17iii

このマニュアルの利用方法

このマニュアルで使用している記号単位
k‥‥‥1000の意味です。 使用例：100kS/s(サンプルレート)
K‥‥‥1024の意味です。 使用例：720Kバイト(フロッピーディスクの容量)
表示文字・ 操作説明のところで，太字の英数字は，操作対象のパネル上のキーや画面上のソフトキーを示します。
・ SHIFT＋操作キーは，SHIFTキーを押して，SHIFTキーの左側のインジケータを点灯させてから，操作キーを押すという意味です。押した操作キーの上または下に紫色で記されている項目のメニューが画面に表示されます。
注記
このマニュアルでは，注記を以下のようなシンボルで区別しています。

Note

本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

操作説明ページで使用しているシンボル
第1〜3章で操作説明を行っているページでは，説明内容を区別するために次のようなシンボルを使用しています。
操

数字で示す順序で，操作をしてください。ここでは，初めて操作を作することを前提に手順を説明しています。したがって，設定内容を変更する場合は，すべての操作を必要としない場合もあります。
解操作に関連する設定内容や限定事項について説明しています。

説

構文の記号
主に第5章の構文で使用している記号を下表に示します。なお，これはBNF(Backus-NaurForm)記号と呼ばれるものです。詳細データについては，4-5〜4-6ページを参照してくだ
さい。

iv

記号

意

味

例

入力例

<>

定義された値

CHANnel<x> <x>＝1〜8-> CHANNEL2{}|{}内から1つを選択
排他的論理和COUPling {AC|DC|GND}-> COUPLING AC

[]

省略可能

TRIGger [:SIMPle]:SLOPe-> TRIGger:SLOPe

IM 701450-17

1

目次
はじめに ................................................................................................................................................................ i
このマニュアルの利用方法 ............................................................................................................................. iii

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

IM 701450-17

2

GP-IBインタフェースについて
1.1
1.2

各部の名称と機能 .......................................................................................................................... 1-1
GP-IBケーブルの接続方法 .......................................................................................................... 1-2

1.3
1.4

GP-IBインタフェースの機能 ...................................................................................................... 1-3
GP-IBインタフェースの仕様 ...................................................................................................... 1-4

1.5
1.6

本体の設定(GP-IB) ........................................................................................................................ 1-5
インタフェースメッセージに対する応答 ................................................................................ 1-6

USBインタフェースについて

3
4
5

2.1
2.2

各部の名称と機能 .......................................................................................................................... 2-1
USBインタフェースの機能と仕様 ............................................................................................ 2-2

2.3
2.4

USBインタフェースによる接続 ................................................................................................ 2-3
本体の設定(USB) .......................................................................................................................... 2-4

6

イーサネットインタフェースについて(オプション)
3.1
3.2

各部の名称と機能 .......................................................................................................................... 3-1
イーサネットインタフェースの機能と仕様 ............................................................................ 3-2

3.3
3.4

イーサネットインタフェースによる接続 ................................................................................ 3-4
本体の設定(ネットワーク) .......................................................................................................... 3-5

7付

プログラムを組む前に
4.1
4.2

メッセージ ...................................................................................................................................... 4-1
命令 .................................................................................................................................................. 4-3

4.3
4.4

応答 .................................................................................................................................................. 4-4
データ .............................................................................................................................................. 4-5

4.5

コントローラとの同期 ................................................................................................................. 4-7

コマンド
5.1

コマンド一覧表 .............................................................................................................................. 5-1

5.2
5.3

ACQuireグループ ....................................................................................................................... 5-17
ASETupグループ ....................................................................................................................... 5-19

5.4
5.5

CALibrateグループ .................................................................................................................... 5-20
CHANnelグループ ...................................................................................................................... 5-22

5.6
5.7

CLEarグループ ........................................................................................................................... 5-25
COMMunicateグループ ........................................................................................................... 5-26

5.8
5.9

CURSorグループ ....................................................................................................................... 5-29
DISPlayグループ ........................................................................................................................ 5-38

5.10
5.11

FILEグループ ............................................................................................................................... 5-43
GONogoグループ ...................................................................................................................... 5-50

5.12
5.13

HCOPyグループ ......................................................................................................................... 5-58
HISToryグループ ....................................................................................................................... 5-61

5.14
5.15

IMAGeグループ .......................................................................................................................... 5-67
INITializeグループ ...................................................................................................................... 5-69

5.16

LOGicグループ(オプション) .................................................................................................... 5-70
v

索

目次

第6章

第7章

5.17

MATHグループ ........................................................................................................................... 5-74

5.18
5.19

MEASureグループ ..................................................................................................................... 5-83
PHASeグループ ......................................................................................................................... 5-96

5.20
5.21

RPESetグループ ........................................................................................................................ 5-97
RECallグループ ......................................................................................................................... 5-100

5.22
5.23

SEARchグループ ..................................................................................................................... 5-101
SNAPグループ ......................................................................................................................... 5-117

5.24
5.25

SSTartグループ ....................................................................................................................... 5-117
STARtグループ ........................................................................................................................ 5-117

5.26
5.27

STATusグループ ..................................................................................................................... 5-118
STOPグループ ......................................................................................................................... 5-119

5.28
5.29

STOReグループ ....................................................................................................................... 5-120
SYSTemグループ .................................................................................................................... 5-121

5.30
5.31

TIMebaseグループ .................................................................................................................. 5-125
TRIGgerグループ ..................................................................................................................... 5-126

5.32
5.33

WAVeformグループ ................................................................................................................ 5-140
XYグループ ............................................................................................................................... 5-143

5.34
5.35

ZOOMグループ ........................................................................................................................ 5-145
共通コマンドグループ ............................................................................................................ 5-147

ステータスレポート
6.1
6.2

ステータスレポートについて ..................................................................................................... 6-1
ステータスバイト .......................................................................................................................... 6-2

6.3
6.4

標準イベントレジスタ ................................................................................................................. 6-3
拡張イベントレジスタ ................................................................................................................. 6-4

6.5

出力キューとエラーキュー ......................................................................................................... 6-5

サンプルプログラム
7.1

プログラムを組む前に ................................................................................................................. 7-1

7.2
7.3

サンプルプログラムイメージ ..................................................................................................... 7-2
初期化・エラー・実行関数 ......................................................................................................... 7-3

7.4
7.5

時間軸(T/div)の設定/問い合わせ .............................................................................................. 7-6
WORD(2バイト)形式での波形データの出力 .......................................................................... 7-8

7.6

波形パラメータの自動測定の設定/問い合わせ ................................................................... 7-11

付録1

ASCIIキャラクタコード ............................................................................................................. 付-1

付録2
付録3

エラーメッセージ ........................................................................................................................ 付-2IEEE 488.2-1992について ....................................................................................................... 付-5

付録4

波形パラメータ名称対応表 ........................................................................................................ 付-6

付録

索引

vi

IM 701450-17

1.1 各部の名称と機能

1

第1章 GP-IBインタフェースについて

GP-IB

1.1 各部の名称と機能

イ
2
ン
タ
フ
ェ
ー
3
ス
に
つ
い
て

フロントパネルMISCキー(1-5ページ)
アドレスの設定をするときに押します。
X-Y

SETUP

DISPLAYFILE

MEASURECURSOR

GO/NO-GO

MISC

RESET

SELECT

ESC
PHASE

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVE

SHIFT

ACQ

HISTORYMATH

VERTICAL

4START/STOPTRIGGER
TRIG DACTIONHORIZONTAL

CH 1

SEARCHCH 2

PRESET

ZOOM

CH 3

V/DIV

TIME/DIVMODESIMPLECH 4

ENHANCED

DELAY
CH 5

5

POSITION
CH 6
CH 7

LOGIC

CH 8

SNAPSHOT CLEAR TRACEHELP

6SHIFTキー＋CLEAR TRACEキー
通信によるリモート状態を解除し，キー操作を可能にするローカル状態にするときに押します。ただし，コントローラに
よりLocal Lockout(1-6ページ参照)になっているときは無効です。

リアパネル

付
GP-IBコネクタ
コントローラ(パーソナルコンピュータなど)と，GP-IBケーブルで接続するためのコネク
タです。接続の方法は，次ページをお読みく
ださい。

A

B

C

D

E

F

G

H

100-120/220-240V AC
320VA MAX 50/60Hz

ETHERNET
LINK

VIDEO OUT

GP-IB(IEEE488)

100BASE-TX

SCSI

USB

ACT

A

(VGA)

B

USB
PERIPHERALLOGIC PROBE

EXT CLOCK IN
EXT TRIG IN
TRIG GATE IN

IM 701450-17

7

1-1

索

1.2 GP-IBケーブルの接続方法

1.2 GP-IBケーブルの接続方法
GP-IBケーブル
本機器のGP-IBコネクタは，IEEE St’d 488-1978規格の24ピンコネクタです。GP-IBケー
ブルは，IEEE St’d 488-1978に合ったものを使用してください。

接続方法
下図のように接続してください。

接続時の注意・ GP-IBケーブルのコネクタに付いているねじは，しっかりと固定してください。
・ 何本かのケーブルを接続して，複数の機器を接続することができます。ただし，1つのバス上にコントローラを含め15台以上の機器を接続することはできません。
・ 複数の機器を接続するときは，それぞれのアドレスを同じに設定することはできません。
・ 機器間をつなぐケーブルは2m以下のものを使用してください。
・ ケーブルの長さは合計で20mを超えないようにしてください。
・ 通信を行っているときは，少なくとも全体の2/3以上の機器の電源をONにしておいてください。
・ 複数の機器を接続するときは，下図に示すようなスター形またはリニア形の結線にしてください。ループ形やパラレル形の結線はできません。

注意

通信ケーブルを接続したり，取り外したりするときは，必ずパーソナルコン
ピュータおよび本機器の電源をOFFにしてください。OFFにしないと，誤動作を生じたり，内部回路を破損することがあります。
1-2

IM 701450-17

1.3 GP-IBインタフェースの機能

1

1.3 GP-IBインタフェースの機能

GP-IB

GP-IBインタフェースの機能
リスナ機能
・ 電源のON/OFFと通信の設定を除き，本機器のキー操作で設定できる同じ内容の設定ができます。
・ 設定情報や波形データなどの，コントローラからの出力指令を受けることができます。
・ その他，ステータスレポートに関するコマンドなどを受けることができます。
トーカ機能・ 設定情報や波形データなどを出力することができます。

イ
2
ン
タ
フ
ェ
ー
3
ス
に
つ
い
て

4

Note
リスンオンリ，トークオンリ，およびコントローラ機能はありません。

5

リモート/ローカル切り替え時の動作
ローカル→リモート切り替え時
ローカル状態のときにコントローラからREN(Remote Enable)のメッセージを受け取る

6と，リモート状態になります。
・ 画面右上にREMOTEと表示されます。
・ SHIFT＋CLEAR TRACE以外はキーが効かなくなります。
・ ローカル状態での設定は，リモート状態になっても保持されます。

7

リモート→ローカル切り替え時
リモート状態のときにSHIFT＋CLEAR TRACEを押すと，ローカル状態になります。ただし，コントローラによりLocal Lockout(1-6ページ参照)になっているときは無効です。
・ 画面右上のREMOTE表示が消えます。
・ キー操作が可能になります。

付・ リモート状態での設定は，ローカル状態になっても保持されます。

索Note
GP-IBインタフェースは，他のインタフェース(USB，ネットワークインタフェース)と同時に使用できません。

IM 701450-17

1-3

1.4 GP-IBインタフェースの仕様

1.4 GP-IBインタフェースの仕様
GP-IBインタフェースの仕様
電気的・機械的仕様 ： IEEE St’d 488-1978に準拠
機能的仕様
プロトコル

： 下表
： IEEE St’d 488.2-1992に準拠

使用コード
モード

： ISO(ASCII)コード： アドレッサブルモード

アドレス設定： MISCメニューのGP-IBの設定画面で，0〜30のアドレスを設定可能。

リモート状態解除： SHIFT＋CLEAR TRACEを押すことで，リモート状態の解除可能。ただし，コントローラによりLocal Lockoutされているとき
は無効。
機能的仕様

機

サブセット名内

ソースハンドシェーク

能SH1

送信ハンドシェークの全機能あり

容

アクセプタハンドシェーク

AH1

受信ハンドシェークの全機能あり

トーカ

T6

基本トーカ機能，シリアルポール，M L A(My Listen Address)によるトーカ解除機能あり，トークオンリ機能なし

リスナ

L4

基本リスナ機能，MTA(My Talk Address)
によるリスナ解除機能あり，リスンオンリ機
能なし

サービスリクエスト

SR1

サービスリクエストの全機能あり

リモートローカル

RL1

リモート/ローカルの全機能あり

パラレルポール

PP0

パラレルポール機能なし

デバイスクリア

DC1

デバイスクリアの全機能あり

デバイストリガ

DT0

デバイストリガ機能なし

コントローラC0

コントローラ機能なし

電気特性

E1

オープンコレクタ

データ転送速度
波形データを出力するときの応答時間の目安を次に示します。
対象モデル ： 本体701460
コントローラ ： PC(Pentium4 1.3GHz，OS(Windows2000 Professional)
GP-IBボード ： NI製 AT-GPIB/TNT(PNP)
使用言語

1-4

： Visual C++

データ点数

バイトデータワードデータアスキーデータ

1000
10000
1000001000000

約62.7ms
約109.6ms
約646.2ms
約6268.1ms

約68.9ms
約156.3ms
約1216.4ms
約11720.0ms

約458ms約4.5s
約45.3s
約452.7s

IM 701450-17

1.5

本体の設定(GP-IB)

1

1.5 本体の設定(GP-IB)
作
X-Y

SETUP

DISPLAY

FILE

MISC

RESET

SELECT

PHASE

MEASURECURSOR

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVEHISTORY

GO/NOGO

MATH

SHIFT

ACQ

START/STOP・ 操作途中でメニューから抜け出すには，ソフトキーの上部にあるESCを押します。
・ 以下の操作説明では，「ジョグシャトル&SELECT」という用語で，ジョグシャトル，SELECT，RESETを使って，項目を選択/設定したり数値を入力するときの操作を示しています。ジョグシャトル，SELECT，RESETを使った操作の詳細については，本体ユーザーズマニュアルの4.1節
または4.2節をご覧ください。
・ USBキーボードやUSBマウスを使っての操作については，本体ユーザーズマニュアルの4.3節をご覧ください。

通信インタフェースの選択
1.
MISCを押します。
2.

GP-IB

操

イ
2
ン
タ
フ
ェ
ー
3
ス
に
つ
い
て

4

Remote Controlのソフトキーを押します。

5
6
3.

Deviceのソフトキーを押して，GP-IBを選択します。

7
付

Note
Deviceで選択した通信インタフェースだけが有効です。選択していない他の通信インタフェー
スでコマンドを送信しても，本機器は受け付けません。

索

アドレスの設定
4.
ジョグシャトルを回して，アドレスを設定します。

解説
本機器のキー操作で設定できる内容をコントローラで設定するときや，コントローラに設
定情報や波形データを出力するときは，下記の設定をします。
アドレスの設定
アドレッサブルモードのときの，本機器のアドレスを次の範囲で設定します。
0〜30
GP-IBで接続できる各装置は，GP-IBシステム内で固有のアドレスを持ちます。このアドレスによって他の装置と識別されます。したがって，本機器をパーソナルコンピュータなどに接続するときは，本機器のアドレスを他の機器と重ならないように設定する必要があ
ります。

Note
コントローラがGP-IBで本機器または他のデバイスと通信しているときは，アドレスを変更しないでください。
IM 701450-17

1-5

1.6 インタフェースメッセージに対する応答

1.6 インタフェースメッセージに対する応答
インタフェースメッセージに対する応答
ユニラインメッセージに対する応答
IFC(Interface Clear)
トーカ，リスナを解除します。データ出力中のときは出力を中止します。
REN(Remote Enable)
リモート状態/ローカル状態を切り替えます。
IDY(Identify)はサポートしていません。
マルチラインメッセージ(アドレスコマンド)に対する応答
GTL(Go To Local)
ローカル状態へ移行します。
SDC(Selected Device Clear)
・ 受信中のプログラムメッセージ(コマンド)と，出力キュー(6-5ページ参照)をクリアします。
・ 実行中の*OPC，*OPC?は無効になります。
・ *WAI，COMMunicate:WAITは直ちに終了します。
PPC(Parallel Poll Configure)，GET(Group Execute Trigger)，TCT(Take Control)はサポートしていません。
マルチラインメッセージ(ユニバーサルコマンド)に対する応答
LLO(Local Lockout)
フロントパネルのSHIFT＋CLEARの操作を無効にし，ローカル状態への移行を禁止します。
DCL(Device Clear)
SDCと同じ動作をします。
SPE(Serial Poll Enable)
バス上のすべての機器のトーカ機能をシリアルポールモードにします。コントローラは各機器を順番にポーリングします。
SPD(Serial Poll Disable)
バス上のすべての機器のトーカ機能のシリアルポールモードを解除します。
PPU(Parallel Poll Unconfigure)はサポートしていません。

インタフェースメッセージとはインタフェースメッセージは，インタフェースコマンドまたはバスコマンドとも呼ばれ，
コントローラから発せられるコマンドのことです。次のような分類になっています。
ユニラインメッセージ
1本の管理ラインを経由してメッセージを送ります。次の3種類があります。
・ IFC(Interface Clear)
・ REN(Remote Enable)
・ IDY(Identify)

1-6

IM 701450-17

1.6 インタフェースメッセージに対する応答

1

マルチラインメッセージ

機器がリスナあるいはトーカに指定されているときに有効なコマンドです。次の5種類があります。
リスナに指定している機器に有効なコマンド
・ GTL(Go To Local)
・ SDC(Selected Device Clear)
・ PPC(Parallel Poll Configure)・ GET(Group Execute Trigger)

GP-IB

8本のデータラインを経由してメッセージを送ります。次のように分類されます。
アドレスコマンド

イ
2
ン
タ
フ
ェ
ー
3
ス
に
つ
い
て

4

トーカに指定している機器に有効なコマンド
・ TCT(Take Control)
ユニバーサルコマンド
リスナ・トーカの指定の有無に関わらず，すべての機器に有効です。次の5種類があり5ます。
・ LLO(Local Lockout)

6・ DCL(Device Clear)
・ PPU(Parallel Poll Unconfigure)・ SPE(Serial Poll Enable)
・ SPD(Serial Poll Disable)
その他，インタフェースメッセージとして，リスナアドレス，トーカアドレス，2次コマ

7ンドがあります。

付

インタフェースメッセージ
マルチラインメッセージ
ユニライン
メッセージ

アドレス
コマンド

索

★IFC
★REN
IDY

リスナ
アドレス

ユニバーサル
コマンド

★GTL
★SDC
PPC
GET
TCT

トーカ
アドレス

★LLO
★DCL
PPU
★SPE
★SPD

2次
コマンド

★印は本機器でサポートしているインタフェースメッセージです。

Note
SDCとDCLの違い
マルチラインメッセージのうち，SDCはトーカ・リスナの指定が必要なアドレスコマンド，
DCLはトーカ・リスナの指定が不要なユニバーサルコマンドです。したがって，SDCはある特定の機器を対象にしますが，DCLはバス上のすべての機器を対象にします。

IM 701450-17

1-7

2.1 各部の名称と機能第2章 USBインタフェースについて

1

2.1 各部の名称と機能

2
MISCキー(2-4ページ)
識別用のID値の設定をするときに押します。
X-Y

SETUP

DISPLAYFILE

MEASURECURSOR

GO/NO-GO

MISC

RESET

SELECT

ESC
PHASE

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVE

SHIFT

ACQ

HISTORYMATH

VERTICALSTART/STOPTRIGGER
TRIG DACTIONHORIZONTAL

CH 1

SEARCHCH 2

PRESET

ZOOM

CH 3

V/DIV

TIME/DIVMODESIMPLECH 4

ENHANCED

DELAY

イ
3
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
4
に
つ
い
て

5

CH 5

POSITION
CH 6
CH 7

USB

フロントパネル

LOGIC

CH 8

SNAPSHOT CLEAR TRACEHELP

6SHIFTキー＋CLEAR TRACEキー
通信によるリモート状態を解除し，キー操作を可能にするローカル状態にするときに押します。ただし，コントローラに
よりLocal Lockout(2-2ページ参照)になっているときは無効です。

付

リアパネル
USBインタフェースコネクタ
コントローラ(パーソナルコンピュータなど)と，USBケーブルで接続するためのコネクタです。接続の方法は，2-3ページをお読みく
ださい。

A

B

C

D

E

F

G

H

100-120/220-240V AC
320VA MAX 50/60Hz

ETHERNET
LINK

VIDEO OUT

GP-IB(IEEE488)

100BASE-TX

SCSI

USB

ACT

A

(VGA)

B

USB
PERIPHERALWARNINGLOGIC PROBE

Do not operate within reading thesafety precautions in the user’s manual.

EXT CLOCK IN
EXT TRIG IN
TRIG GATE IN

IM 701450-17

7

2-1

索

2.2 USBインタフェースの機能と仕様

2.2 USBインタフェースの機能と仕様
受信機能
フロントパネルのキー操作による設定と同じ設定ができます。
測定/演算データ，パネルの設定情報，エラーコードの出力要求を受けられます。

送信機能
測定/演算データを出力できます。
パネルの設定情報，ステータスバイトを出力できます。
発生したエラーコードを出力できます。

USBインタフェースの仕様
電気的・機械的仕様 ： USB Rev.1.0に準拠
コネクタ： タイプBコネクタ(レセプタクル)
ポート数
電源

：１
： セルフパワー対応システム環境： Windows 98 SE，Windows Me，Windows 2000，またはWindows XPで動作し，USBポートが標準装備されている機種(パーソナルコンピュータとの接続には，別途デバイスドライバが必要)

データ転送速度
波形データを出力するときの応答時間の目安を次に示します。
対象モデル ： 本体701460
コントローラ ： PC(Pentium4 1.3GHz, USB1.1)，OS(Windows2000 Professional)
使用言語： Visual C++
データ点数

バイトデータワードデータアスキーデータ

1000
10000
1000001000000

約39.9ms
約50.4ms
約250.8ms
約2166.1ms

約40.0ms
約82.7ms
約403.2ms
約3475.1ms

約240.0ms
約2.0s
約20.0s
約204.6s

リモート/ローカル切り替え時の動作
ローカル→リモート切り替え時
ローカル状態のときにコンピュータから「:COMMunicate:REMote ON」コマンドを受け取ると，リモート状態になります。
・ 画面右上にREMOTEと表示されます。
・ SHIFT＋CLEAR TRACE以外はキーが効かなくなります。
・ ローカル状態での設定は，リモート状態になっても保持されます。
リモート→ローカル切り替え時
リモート状態のときにSHIFT＋CLEAR TRACEを押すと，ローカル状態になります。ただし，コンピュータから「:COMMunicate:LOCKout ON」コマンドを受信している(ローカルロックアウト状態)ときは無効です。コンピュータから「:COMMunicate:REMote OFF」
コマンドを受信したときは，ローカルロック状態に関係なくローカル状態になります。
・ 画面右上のREMOTE表示が消えます。
・ キー操作が可能になります。
・ リモート状態での設定は，ローカル状態になっても保持されます。

Note
USBインタフェースは，他の通信インタフェース(GP-IB，ネットワークインタフェース)と同時に使用できません。

2-2

IM 701450-17

2.3 USBインタフェースによる接続

12.3 USBインタフェースによる接続コネクタと信号名
2

1

2
USB
イ
3
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
4
に
つ
い
て

4

3
ピン番号

信号名

1
2
3
4

VBUS
D−
D＋
GND

：＋5V
：−Data：＋Data：グランド

5

接続時の注意・ USBケーブルは，USBコネクタに奥までしっかりと差し込んで接続してください。
・ USBハブを使って複数の機器を接続する場合は，本機器をコントローラに最も近い
USBハブに接続してください。
・ GO/NO-GO出力端子に，誤ってUSBケーブルを挿入しないでください。本機器を損傷する恐れがあります。

6
7・ 本機器の電源をONにしてから操作が可能になるまでの間(約20〜30秒)は，USBケーブ
ルを抜き差ししないでください。本機器を損傷する恐れがあります。

付索IM 701450-17

2-3

2.4 本体の設定(USB)

2.4 本体の設定(USB)
操

作
X-Y

SETUP

DISPLAY

FILE

MISC

MEASURECURSOR

GO/NOGORESET

SELECT

PHASE

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVEHISTORY

MATH

SHIFT

ACQ

START/STOP・ 操作途中でメニューから抜け出すには，ソフトキーの上部にあるESCを押します。
・ 以下の操作説明では，「ジョグシャトル&SELECT」という用語で，ジョグシャトル，SELECT，RESETを使って，項目を選択/設定したり数値を入力するときの操作を示しています。ジョグシャトル，SELECT，RESETを使った操作の詳細については，本体ユーザーズマニュアルの4.1節
または4.2節をご覧ください。
・ USBキーボードやUSBマウスを使っての操作については，本体ユーザーズマニュアルの4.3節をご覧ください。

通信インタフェースの選択
1.
MISCを押します。
2.

Remote Controlのソフトキーを押します。

3.

Deviceのソフトキーを押して，USBを選択します。

Note
Deviceで選択した通信インタフェースだけが有効です。選択していない他の通信インタフェー
スでコマンドを送信しても，本機器は受け付けません。

ID値の設定4.

解ジョグシャトルを回して，識別のためのID値を設定します。

説
本機器のキー操作で設定できる内容をコントローラで設定するときや，コントローラに設
定情報や波形データを出力するときは，下記の設定をします。
ID値の設定本機器のID値を次の範囲で設定します。
1〜127
USBでは，ホストコントローラに対して複数の機器を接続することができます。そのため，1つのUSBシステム内において，本機器が複数接続されている場合には，ホストコン
トローラから各機器を識別するためにID値を使用します。したがって，1つのシステム内での本機器同士のID値は，重ならないように設定する必要があります。

Note
USBを使用中は，ID値を変更しないでください。

2-4

IM 701450-17

3.1 各部の名称と機能

第3章 イーサネットインタフェースについて(オプション)
3.1 各部の名称と機能

1
2

フロントパネルMISCキー(3-5ページ)
ユーザー認証用のユーザー名とパスワードの設定をするときに押します。
X-Y

SETUP

DISPLAYFILE

MEASURECURSOR

GO/NO-GO

MISC

RESET

SELECT

ESC
PHASE

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVE

SHIFT

ACQ

HISTORYMATH

VERTICALSTART/STOPTRIGGER
TRIG DACTIONHORIZONTAL

CH 1

SEARCHCH 2

PRESET

ZOOM

CH 3

V/DIV

TIME/DIVMODESIMPLECH 4

ENHANCED

DELAY
CH 5

POSITION
CH 6
CH 7

LOGIC

CH 8

SNAPSHOT CLEAR TRACE

HELP

3

(

イ
ー
サ
4
ネ
ッ
ト
イ
ン
タ
5
フ
ェ
ー
ス
に
6
つ
い
て
オ
プ
7
シ
ョ
ン

)

SHIFTキー＋CLEAR TRACEキー
通信によるリモート状態を解除し，キー操作を可能にするローカル状態にするときに押します。ただし，コントローラに
よりLocal Lockout(3-2ページ参照)になっているときは無効です。

付

リアパネル
イーサネットインタフェースコネクタ
コントローラ(パーソナルコンピュータなど)と，イーサネットケーブルで接続するためのコネクタです。接続の方法は，3-4ページをお読みください。

A

B

C

D

E

F

G

H

100-120/220-240V AC
320VA MAX 50/60Hz

ETHERNET
LINK

VIDEO OUT

GP-IB(IEEE488)

100BASE-TX

SCSI

USB

ACT

A

(VGA)

B

USB
PERIPHERALWARNINGLOGIC PROBE

Do not operate within reading thesafety precautions in the user’s manual.

EXT CLOCK IN
EXT TRIG IN
TRIG GATE IN

IM 701450-17

3-1

索3.2 イーサネットインタフェースの機能と仕様

3.2 イーサネットインタフェースの機能と仕様
受信機能
フロントパネルのキー操作による設定と同じ設定ができます。
測定/演算データ，パネルの設定情報，エラーコードの出力要求を受けられます。

送信機能
測定/演算データを出力できます。
パネルの設定情報，ステータスバイトを出力できます。
発生したエラーコードを出力できます。

イーサネットインタフェースの仕様
電気的・機械的仕様 ： IEEE802.3に準拠
同時接続数
：1
ポート番号

： 10001/tcp

データ転送速度
波形データを出力するときの応答の時間を目安を次に示します。
対象モデル
コントローラ： 本体701460： PC(Pentium4 1.3GHz)，OS(Windows2000 Professional)

ネットワークアダプタ ： Corega FEther PCI-TXL
使用言語： Visual C++
データ点数

バイトデータワードデータアスキーデータ

1000
10000
1000001000000

約3.9ms
約21.8ms
約182.1ms
約1908.8ms

約5.0ms
約39.6ms
約401.5ms
約3006.3ms

約197.2ms
約1.9s
約19.6s
約197.2s

リモート/ローカル切り替え時の動作
ローカル→リモート切り替え時
ローカル状態のときにコンピュータから「:COMMunicate:REMote ON」コマンドを受け取ると，リモート状態になります。
・ 画面右上にREMOTEと表示されます。
・ SHIFT＋CLEAR TRACE以外はキーが効かなくなります。
・ ローカル状態での設定は，リモート状態になっても保持されます。
リモート→ローカル切り替え時
リモート状態のときにSHIFT＋CLEAR TRACEを押すと，ローカル状態になります。ただし，コンピュータから「:COMMunicate:LOCKout ON」コマンドを受信している(ローカルロックアウト状態)ときは無効です。コンピュータから「:COMMunicate:REMote
OFF」コマンドを受信したときは，ローカルロック状態に関係なくローカル状態になります。
・ 画面右上のREMOTE表示が消えます。
・ キー操作が可能になります。
・ リモート状態での設定は，ローカル状態になっても保持されます。

Note
イーサネットインタフェースは，他の通信インタフェース(GP-IB，USBインタフェース)と同時に使用できません。

3-2

IM 701450-17

3.2 イーサネットインタフェースの機能と仕様

1

ユーザ認証機能
イーサネットインタフェースでは，ネットワーク接続時にユーザ名とパスワードを入力する必要があります。ユーザ名とパスワードは，本機器のMISCメニューのRemote Cntlの設定画面で設定します。詳細は，「3.4 本体の設定(ネットワーク)」をご覧ください。

2
3

(

イ
ー
サ
4
ネ
ッ
ト
イ
ン
タ
5
フ
ェ
ー
ス
に
6
つ
い
て
オ
プ
7
シ
ョ
ン

)

付
索

IM 701450-17

3-3

3.3 イーサネットインタフェースによる接続

3.3 イーサネットインタフェースによる接続
接続方法
ハブなどに接続されたUTP(Unshielded Twisted-Pair)ケーブルまたはSTP(Shielded
Twisted-Pair)ケーブルを本機器のリアパネルにある100BASE-TXポートに接続します。
100BASE-TX対応のハブやルータ
パーソナルコンピュータ
またはワークステーション
X-Y

SETUP

DISPLAYFILE

MEASURECURSOR

GO/NO-GO

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVE

MISC

RESET

SELECT

ESC
PHASE

DL7440/DL7480ACQHISTORYVERTICAL

MATH

SHIFT

START/STOPHORIZONTAL

CH 1

SEARCHCH 2

PRESET

ZOOM

CH 3

V/DIV

TIME/DIVTRIGGER
TRIG DACTIONMODE

SIMPLECH 4

ENHANCED

DELAY
CH 5

POSITION
CH 6
CH 7
CH 8

LOGIC

SNAPSHOT CLEAR TRACEHELP

UTPケーブルまたはSTPケーブル(いずれもストレートケーブル)

ネットワークカード

ETHERNET 100BASE-TXポート

RJ-45モジュラジャック

接続時の注意・ 本機器とパーソナルコンピュータとの接続には，必ずハブを介してストレートケーブルを使用してください。クロスケーブルでの1対1の接続では，動作を保証することができません。
・ UTPケーブル(ストレートケーブル)を使用する場合は，必ずカテゴリー5のものを使用
してください。

3-4

IM 701450-17

3.4

本体の設定(ネットワーク)

1

3.4 本体の設定(ネットワーク)
操

作
X-Y

SETUP

DISPLAY

FILE

MISC

RESET

SELECT

PHASE

MEASURECURSOR

MENU

MENU

PRINT

IMAGE SAVEHISTORY

GO/NOGO

MATH

SHIFT

ACQ

START/STOP・ 操作途中でメニューから抜け出すには，ソフトキーの上部にあるESCを押します。
・ 以下の操作説明では，「ジョグシャトル&SELECT」という用語で，ジョグシャトル，SELECT，RESETを使って，項目を選択/設定したり数値を入力するときの操作を示しています。ジョグシャトル，SELECT，RESETを使った操作の詳細については，本体ユーザーズマニュアルの4.1節
または4.2節をご覧ください。
・ USBキーボードやUSBマウスを使っての操作については，本体ユーザーズマニュアルの4.3節をご覧ください。

通信インタフェースの選択
1.
MISCを押します。
Remote Controlのソフトキーを押します。

3.

Deviceのソフトキーを押して，Networkを選択します。

3
イ
ー
サ
4
ネ
ッ
ト
イ
ン
タ
5
フ
ェ
ー
ス
に
6
つ
い
て
オ
プ
7
シ
ョ
ン

(

2.

2

)

付
Note
Deviceで選択した通信インタフェースだけが有効です。選択していない他の通信インタフェー
スでコマンドを送信しても，本機器は受け付けません。

ユーザ名/パスワード/タイムアウト時間の設定
4.
User Accountのソフトキーを押します。

IM 701450-17

5.

ジョグシャトルでUser Nameへカーソルを移動し，SELECTを押して，キーボー
ドを表示します。

6.

ユーザ名を入力します。アクセス制限をしない場合は，anonymousに設定しま7.

す。アクセス制限する場合は，ユーザ名を15文字以内で入力します。
ジョグシャトルでPasswordへカーソルを移動し，SELECTを押して，キーボー

8.

ドを表示します。
パスワードを15文字以内で入力します。確認のために再度パスワードを入力しま

9.

す。
ジョグシャトルでTime Outへカーソルを移動し，SELECTを押します。

10.

ジョグシャトルでタイムアウト時間を設定します。

3-5

索3.4 本体の設定(ネットワーク)

Note・ キーボード( ソフトキーボード) の操作方法については，本体ユーザーズマニュアル
IM701450-01の「4.2 数値/文字列を入力する」をご覧ください。
・ ユーザ名とパスワードは，大文字，小文字の区別があります。

TCP/IPの設定
イーサネットインタフェース機能を利用するには，TCP/IPの以下の設定が必要です。
・ IPアドレス・ サブネットマスク
・ デフォルトゲートウエイ
これらの設定方法の詳細については，本体ユーザーズマニュアル IM701450-01の「13.2
TCP/IPの設定をする」をご覧ください。
解説
本機器のキー操作で設定できる内容をコントローラで設定するときや，コントローラに設
定情報や波形データを出力するときは，下記の設定をします。
ユーザ名/パスワードの設定
イーサネットインタフェースには，ユーザ認証機能があります。あらかじめ本機器のユー
ザ名とパスワードを設定しておきます。
・ ユーザ名の設定
15文字以内で設定します。初期値は「anonymous」です。
・ パスワードの設定
15文字以内で設定します。
タイムアウト時間の設定
ここで設定した時間，本機器にアクセスがないと，自動的に本機器との接続が切断されます。
TCP/IPの設定
詳細は，本体ユーザーズマニュアル IM701450-01の「13.2 TCP/IPの設定をする」をご覧ください。

Note
・ ユーザ認証エラーとなった場合，本機器との接続が切断されます。
・ ユーザ名が「anonymous」の場合は，パスワードは不要です。
・ ユーザ名，パスワード，タイムアウト時間，TCP/IPの設定を変更した場合，設定内容を反映させるには，電源を入れ直してください。

3-6

IM 701450-17

4.1 メッセージ

第4章 プログラムを組む前に4.1 メッセージ

1・ プログラムメッセージユニットの書式
プログラムメッセージユニットの書式は次のようになり

メッセージ
コントローラと本機器の間の送受信は，メッセージという単位で行います。コントローラから本機器に送信するます。
,

メッセージをプログラムメッセージといい，コントロー
ラが本機器から受信するメッセージを応答メッセージといいます。
プログラムメッセージの中に応答を要求する命令(クエリといいます)があるときは，本機器はプログラムメッ
セージを受信したあとに，応答メッセージを送信します。1つのプログラムメッセージに対する応答は，必ず1つの応答メッセージになります。

プログラムメッセージ
プログラムメッセージの書式は次のようになります。
;<プログラムメッセージユニット><PMT>＜プログラムメッセージユニット＞<プログラムヘッダ>

スペース

3

<プログラムデータ><プログラムヘッダ>
プログラムヘッダは命令の種類を表わします。詳しくは，4-3ページを参照してください。
<プログラムデータ>
命令を実行するときに必要な条件などがあるときは，プ
ログラムデータを付けます。プログラムデータを付ける
ときは，ヘッダとデータをスペース( A S C I I コード「20H」)で区切ります。複数のデータがあるときは，

例

セージユニットが1つの命令に相当します。本機器は受信した順序で命令を実行していきます。

応答メッセージ

データ付
応答メッセージの書式は次のようになります。

索;プログラムメッセージの書式については，次項を参照してください。

<応答メッセージユニット><RMT><応答メッセージユニット>:ACQuire:MODE NORMal;COUNt 1<PMT>
ユニット

ユニット

<PMT>
プログラムメッセージのターミネータです。次の3種類があります。
NL(ニューライン) ： L F ( ラ イ ン フ ィ ー ド) と 同 じ ，^END

ASCIIコード「0AH」の一文字： IEEE488.1で定義されているEND

応答メッセージは，1つ以上の応答メッセージユニット
をつないだものです。応答メッセージユニットが1つの応答に相当します。
応答メッセージユニットは「;」(セミコロン)で区切られます。
応答メッセージの書式については，次ページを参照してください。
例:ACQUIRE:MODE NORMAL;COUNT 1<RMT>

メッセージ(EOI信号)(ENDメッセージと同時に送信されたデータバイトは，プログラム
メッセージの最後のデータになり
NL^END

ユニット

ユニット

<RMT>
応答メッセージのターミネータで，NL^ENDです。

ます)： ENDメッセージが付加されたNL(NLはプログラムメッセージには含まれません)IM 701450-17

プ
ロ
グ
5
ラ
ム
を
組
む
前
6
に

7

:ACQuire:MODE NORMal<PMT>
ヘッダ

例

4

データとデータの間を「,」(カンマ)で区切ります。
詳しくは，4-5ページを参照してください。

プログラムメッセージは，1つ以上のプログラムメッ
セージユニットをつないだものです。プログラムメッ

プログラムメッセージユニットは「;」(セミコロン)で区切ります。

2

4-1

4.1 メッセージ
・ 応答メッセージユニットの書式

・ メッセージにユニットが複数あるプログラムメッ

応答メッセージユニットの書式は次のようになります。
,<応答ヘッダ>スペース<応答データ>

セージを送信したときに，その中に不完全なプログ
ラムユニットが存在すると，本機器は完全と思われるプログラムメッセージユニットを拾い上げて実行を試みますが，必ずしも成功するとは限りません。
また，その中にクエリが含まれていても，必ずしも応答が返るとは限りません。

<応答ヘッダ>
応答データの前に応答ヘッダが付くことがあります。

デッドロック状態

ヘッダとデータの間は，1文字のスペースで区切られます。詳しくは，4-4ページを参照してください。

本機器は，送受信とも最低1024バイトのメッセージをバッファに蓄えておくことができます(バイト数は，動<応答データ>作状態によって増減することがあります) 。このバッファが送受信と同時にいっぱいになると，本機器は動作

応答データは，応答の内容を示します。複数のデータがあるときは，データとデータの間は「,」(カンマ)で区不能状態になります。これをデッドロック状態といいます。このときは，応答メッセージを捨てることで動作不切られます。詳しくは，4-5ページを参照してください。

能から回復します。
プログラムメッセージを<PMT>も含めて1024バイト

例
1.25E-02<RMT>
データ

以下にしておけば，デッドロックすることはありません。また，クエリがないプログラムメッセージは，デッ:ACQUIRE:MODE NORMAL<RMT>
ヘッダ

ドロックすることはありません。

データ

プログラムメッセージに複数のクエリがある場合，応答の順序はクエリの順序に従います。クエリの多くは1つの応答メッセージユニットを返しますが，複数のユニットを返すものもあります。1番目のクエリの応答は1番目のユニットですが，n番目の応答はn番目のユニットとは限りません。確実に応答を取り出したいときは，プ
ログラムメッセージを分けるようにしてください。
メッセージの送受信時の注意
・ クエリを含まないプログラムメッセージを送信した
ときは，いつでも次のプログラムメッセージを送信できます。
・ クエリを含むプログラムメッセージを送信したときは，次のプログラムメッセージを送信する前に応答
メッセージを受信しなければなりません。もし，応答メッセージを受信しないか，途中までしか受信せずに次のプログラムメッセージを送信したときは，エラーになります。受信されなかった応答メッセー
ジは捨てられます。
・ コントローラが応答メッセージがないのに受信しようとしたときは，エラーになります。もし，コント
ローラがプログラムメッセージを送信し終わる前に応答メッセージを受信しようとすると，エラーにな
ります。

4-2

IM 701450-17

4.2 命令1

4.2 命令命令を続けて記述する場合

命令・グループについてヘッダが階層化された共通の複合ヘッダを持つコマコントローラから本機器に送信される命令(プログラム
ヘッダ)には，以下に示す3種類があります。それぞれプ
ログラムヘッダの書式が異なります。
共通コマンドヘッダ
IEEE 488.2-1987で規定されている命令を共通コマン
ドといいます。共通コマンドのヘッダの書式は次のようになります。先頭に必ず「*」(アスタリスク)を付けます。
＊

共通コマンドの例

類されて，階層化されています。複合ヘッダの書式は次のようになります。下の階層を記述するときは，必ず「:」(コロン)を付けます。
:?

:ACQuire:MODE

4

本機器は，実行している命令がどの階層の命令であるかを記憶し，次に送信した命令も同じ階層に属しているものと仮定して解析を行っています。したがって，同じグループの命令は，共通のヘッダの部
分を省略することができます。
例 :ACQuire:MODE NORMal;COUNt 1<PMT>

機能的に独立した，階層を持たない命令です。ヘッダの書式は次のようになります。
<ニモニック>単純ヘッダの例?

:STARtNote<ニモニック>とは，アルファベットと数字からなる文字列です。

グループが違う命令を後ろに記述するときは，ヘッ
ダの先頭に「:」(コロン)を付けます(省略することは付できません)。
例 :ACQuire:MODE NORMal;:DISPlay:索・ 単純ヘッダを続けて記述する場合
他の命令に単純ヘッダを続けるときは，単純ヘッダの先頭に「:」(コロン)を付けます(省略することはできません)。
例 :ACQuire:MODE NORMal;:STARt<PMT>
・ 共通コマンドを続けて記述する場合
IEEE 488.2-1987で定義された共通コマンドは，階層には無関係です。「:」(コロン)は付ける必要はありません。
例 :ACQuire:MODE NORMal;*CLS;COUNt 1<PMT>
・ コマンド間を<PMT>で区切った場合
ターミネータで区切ると，2つのプログラムメッセー
ジを送信することになります。したがって，同じグループでのコマンドを続ける場合でも，共通のヘッダを省略することはできません。
例 :ACQuire:MODE NORMal<PMT>:
ACQuire:COUNt 1<PMT>

IM 701450-17

プ
ロ
グ
5
ラ
ム
を
組
む
前
6
に

7

FORMat SINGle<PMT>

単純ヘッダ

:

:ACQuire:REPetitive:ACQuire:CLOCK・ 違うグループの命令を続けて記述する場合<ニモニック>複合ヘッダの例

2
3:ACQuire:MODE:ACQuire:AVERage:EWEight・ 同じグループの命令を続けて記述する場合

*CLS

複合ヘッダ
共通コマンド以外の本機器固有の命令は，機能ごとに分:例 アクイジションに関するグループ:ACQuire:AVERage:COUNt:ACQuire:RLENgth:ACQuire:COUNt?

<ニモニック>

ンド群をグループといいます。グループの中にさらに小さいグループが存在することもあります。

4-3

4.2

命令/4.3 応答

上位クエリ
初めて出てくるグループの最上位のコマンドに「?」を付けたクエリを上位クエリといいます。この上位クエリを実行すると，そのグループで設定できるすべての設定をまとめて受信することができます。階層が3階層以上あるグループで，下の階層をすべて出力するものもあります。
例 :CHANnel1?<PMT> -> :CHANNEL1:DISPLAY ON;LABEL "CH1";
COUPLING DC;POSITION 0.00;PROBE 10;
VDIV 50.0E+00;BWIDTH FULL;OFFSET 0.0E+00;LSCALE:MODE 0
上位クエリの応答は，そのまま本機器にプログラムメッ
セージとして送信することができます。送信すると，上位クエリを行ったときの設定を再現できます。ただし，
上位クエリでは現在使われていない設定情報を返さないものもあります。必ずしもそのグループのすべての情報が応答として出力されるわけではないので，注意してください。
ヘッダの解釈の規則
本機器は，受信したヘッダを次の規則に従って解釈します。
・ ニモニックのアルファベットの大文字/小文字は区別しません。
例 「CURSor」 -> 「cursor」「Cursor」でも可・ 小文字の部分は省略できます。
例 「CURSor」 -> 「CURSO」「CURS」でも可・ ヘッダの最後の「?」(クエスチョンマーク)は，クエリであることを示します。「?」は省略できません。
例 「CURSor?」 -> 最小の省略形は「CURS?」

4.3 応答応答
コントローラが「?」の付いた命令であるクエリを送信すると，本機器はそのクエリに対する応答メッセージを返します。返される形式は，次の2つに分けられます。
・ ヘッダ＋データの応答
応答をそのままプログラムメッセージとして利用できるものは，命令のヘッダを付けて返されます。
例 :ACQUire:MODE?<PMT> -> :ACQUire:MODE NORMAL<RMT>
・ データだけの応答
そのままプログラムメッセージとして利用できないもの(クエリ専用の命令)は，ヘッダを付けないでデー
タだけで返されます。ただし，ヘッダを付けて返す
クエリ専用の命令もあります。
例 :MEASure:CHANnel1:PTOPeak:
VALue?<PMT> -> 10.0E+00<RMT>
・ ヘッダを付けない応答を返したい場合「ヘッダ＋データ」で返されるものでも，ヘッダを強制的に付けないようにすることができます。これには，「COMMunicate:HEADer」命令を使用します。
・ 省略形について応答のヘッダは，通常は小文字の部分を省略した形
で返されます。これを省略しないフルスペルにすることもできます。これには，「COMMunicate:
VERBose」命令を使用します。また，省略形のときは［］で囲まれた部分も省略されます。

・ ニモニックの最後に付いている<x>(数値)を省略すると，x＝1と解釈します。
例 「CHANnel<x>」 -> 「CHAN」とすると「CHANnel1」の意味
・ []で囲まれた部分は省略できます。
例 TRIGger[:SIMPle]:LEVel -> 「TRIG:
LEV」でも可
ただし，上位クエリの場合，最後の部分は省略
例

できません。
「TRIGger?」と「TRIGger:SIMPle?」は別のクエリになる。

4-4

IM 701450-17

4.4 データ

4.4 データ
データ
データとは，ヘッダの後ろにスペースを空けて記述する
条件や数値です。データは次のように分類されます。
データ

意味<10進数>

10進数で表された数値(例：CH2のプローブの減衰比-> CHANnel2:PROBe 100)

<電圧><時間><周波数><電流>

物理的な次元を持った数値(例：時間軸レンジ-> TIMebase:TDIV 1US)<Register>

2，8，10，16進数のどれかで表されたレジ
スタ値(例：拡張イベントレジスタ値-> STATUS:EESE #HFE)<文字データ>

規定された文字列(ニモニック)。{}内から選択(例：CH1の入力カップリングの選択-> CHANnel1:COUPling{AC|DC|GND})<Boolean>

ON/OFFを表す。「ON」「OFF」または数値で設定(例：CH2の表示をON-> CHANnel2:DISPlay ON)<文字列データ>

任意の文字列(例：画面データの出力のコメント-> HCOPy:COMMent "ABCDEF")<Filename>

ファイル名を表す(例：保存ファイル名−> FILE:SAVE:WAVeform:
NAME "CASE1")<ブロックデータ>

1<電圧>，<時間>，<周波数>，<電流><10進数>は下表のように10進数で表現された数値です。なお，これはANSI X3.42-1975で規定されているNR形式で記述します。

<NR1>
<NR2>
<NR3>
<NRf>

整数
125 -1
固定小数点数125.0
浮動小数点数
125.0E+0<NR1>〜<NR3>のどれでも可能

書式

例<NRf><乗数><単位><NRf><単位><NRf><乗数>
<NRf>

5MV
5E-3V
5M
5E-3

4

・ <乗数>
使用できる<乗数>は下表のとおりです。
記号

読み

乗数

EX
PE
T
G
MA
K
M
U
N
P
F
A

エクサ
ペタ
テラ
ギガ
メガ
キロ
ミリ
マイクロ
ナノ
ピコ
フェムト
アト

1018
1015
1012
109
106
103
10−3
10−6
10−9
10−12
10−15
10−18

プ
ロ
グ
5
ラ
ム
を
組
む
前
6
に

7
付

記号

読み

意味

V
S
HZ
MHZ
A

ボルト
セカンド
ヘルツ
メガヘルツ
アンペア

電圧
時間
周波数
周波数
電流

索

・ <乗数>と<単位>は，大文字/小文字の区別がありません。
・ マイクロの「μ」は「U」で表します。

例
+1000
-.90
-9E-1

+001.
+.1E4

・ 本機器がコントローラから送られた10進数を受け取るときは，<NR1>〜<NR3>のどの形式でも受け付けます。これを<NRf>で表します。
・ 本機器からコントローラに返される応答メッセージ
は，<NR1>〜<NR3>のどれを使用するかはクエリご

・ メガの「M」はミリと区別するため，「MA」で表します。ただし，メガヘルツだけは例外で，「MHZ」
で表します。したがって，周波数のときは乗数に「M(ミリ)」は使用できません。
・ <乗数>も<単位>も省略したときは，デフォルトの単位になります。
・ 応答メッセージは必ず<NR3>形式になります。また，<乗数>および<単位>をつけずにデフォルトの単位で返します。

とに決められています。値の大きさによって使用する形式が変わることはありません。
・ <NR3>形式の場合，「E」のあとの「＋」は省略できます。「−」は省略できません。
・ 設定範囲外の値を記述したときは，設定できる値でいちばん近い値になります。
・ 精度以上の値を記述したときは，四捨五入します。
IM 701450-1723使用できる<単位>は下表のとおりです。

<10進数>

意味

式に<乗数>および<単位>を付けることができます。次の書式のどれかで記述します。

・ <単位>

任意の8ビットの値を持つデータ(例：取り込んだ波形データの応答-> #800000010ABCDEFGHIJ)

記号<電圧>，<時間>，<周波数>，<電流>は，<10進数>のうち物理的な次元を持ったデータです。前述の<NRf>形

4-5

4.4 データ<Register>・ 応答メッセージは，必ず「" 」( ダブルクォーテー<Register>は整数ですが，<10進数>のほかに<16進数><8進数><2進数>でも表現できるデータです。数値がション)で囲って返されます。
・ <文字列データ>は任意の綴りなので，最後の「'」(シビットごとに意味を持つときに使用します。次の書式のどれかで記述します。

ングルクォーテーション)または「"」(ダブルクォー
テーション)がないと，本機器は残りのプログラム

書式

例

<NRf>
#H<0〜9，A〜Fからなる16進数>#Q<0〜7からなる8進数>#B<0または1からなる2進数>

1
#H0F
#Q777
#B001100

メッセージユニットを<文字列データ>の一部と解釈してしまい，エラーが正しく検出できない場合があります。

・ <Register>は，大文字/小文字の区別はありません。
・ 応答メッセージは必ず<NR1>で返されます。
<文字データ><Filename><Filename>は，ファイル名を表すデータです。次の書
式のどれかで記述します。
書式例{<NRf>|<文字データ>|<文字列データ>}

1

CASE "CASE"<文字データ>は，規定された文字(ニモニック)のデータです。主に選択肢を表現するときに使用され，{}内の文

・<NRf>は，整数に丸めた8桁の値をASCIIコードに直字列からどれか1つを選んで記述します。データの解釈のしかたは，4-4ページの「ヘッダ解釈の規則」と同様したものがファイル名になります(例：1 ->"00000001")。ただし，負の値は使えません。
・<文字データ>は，先頭の12文字がファイル名になり
ます。

です。
書式

例

{AC|DC|GND}

AC

・<文字列データ>は，先頭の14文字がファイル名になります。

・応 答 メ ッ セ ー ジ で は ， ヘ ッ ダ と 同 様 に「COMMunicate:VERBose」を使って，フルスペルで返すか，省略形で返すかを選ぶことができます。
・ 「COMMunicate:HEADer」の設定は<文字データ>には影響しません。
<Boolean><Boolean>は，ONまたはOFFを示すデータです。次の書式のどれかで記述します。
例{ON|OFF|<NRf>}

ON OFF10・ <NRf>で表す場合は，整数に四捨五入した値が「0」のときがOFF，「0以外」のときがONになります。
・ 応答メッセージは必ず，ONのときは「1」，OFFのときは「0」で返されます。
<文字列データ><文字列データ>は，<文字データ>のように規定された文字列ではなく，任意の綴りの文字列です。次のように，「'」(シングルクォーテーション)または「"」(ダブルクォーテーション)で囲った書式で記述します。
例<文字列データ>'ABC'<ブロックデータ><ブロックデータ>は，任意の8ビットの値を持つデータです。本機器では，応答メッセージだけに使用されます。書式は次のとおりです。
書式

例#N<N桁の10進数><データバイトの並び> #800000010ABCDEFGHIJ

書式

書式

・応答メッセージは，必ず<文字列データ>で返されます。

・ #N<ブロックデータ>であることを表します。「N」は次に続くデータバイト数を表わすASCIIコードの文字数(桁)を示します。
・ <N桁の10進数>
データのバイト数を表します(例：00000010＝10バ
イト)。
・<データバイトの並び>
実際のデータを表します(例：ABCDEFGHIJ)。
・ データは8ビットでとり得る値(0〜255)です。したがって，「NL」を示すASCIIコード「0AH」もデー
タになることがありますので，コントローラ側では注意が必要です。

"IEEE488.2-1987"

・ 「" " 」内に文字列として「" 」があるときは，「""」で表します。「'」のときも同様です。
4-6

IM 701450-17

4.5 コントローラとの同期

4.5 コントローラとの同期
オーバラップコマンドとシーケンシャルコマンド
コマンドには，オーバラップコマンドとシーケンシャル
コマンドの2種類があります。オーバラップコマンドの場合は，先に送信したコマンドによる動作が完了する前に，次のコマンドによる動作が開始される場合があります。
たとえば，V/divを指定してその結果を問い合わせるときに，次のプログラムメッセージを送信すると，応答は常に最新の設定値(この場合は5V)を返します。
:CHANnel1:VDIV 5V;VDIV?<PMT>
これは，「CHANnel1:VDIV」が自身の処理を終えるまで，次の命令を待たせているためです。このような命令をシーケンシャルコマンドといいます。
これに対して，たとえばファイルロードを実行して，その結果のV/div値を問い合わせたいときに，次のプログ
ラムメッセージを送信すると，:FILE:LOAD:SETup:EXECute"CASE1";:
CHANnel1:VDIV?
「CHANnel1:VDIV?」はファイルロードが終了する前に実行されてしまい，応答されるV/divはファイルロー
ドする前の値になってしまいます。
「FILE:LOAD:SETup:EXECute "CASE1"」のように，自身の処理が終わる前に次の命令を実行させることをオーバラップ動作といい，オーバラップ動作する命令
を，オーバラップコマンドといいます。
このようなときは，以下に示す方法でオーバラップ動作を回避できます。
オーバラップコマンドとの同期をとる方法
・ *WAIコマンドを使う*WAIコマンドは，オーバラップコマンドが終了するまで，*WAIに続く命令を待つコマンドです。
例 :COMMunicate:OPSE #H0040;:FILE:LOAD:
SETup:EXECute "CASE1";*WAI;:

1・ COMMunicate:OVERlapコマンドを使う
COMMunicate:OVERlapコマンドは，オーバラップ
動作を許可(または禁止)する命令です。
例 :COMMunicate:OVERlap #HFFBF;:FILE:LOAD:SETup:EXECute "CASE1";:

2

CHANnel1:VDIV?<PMT>「COMMunicate:OVERlap #HFFBF」は，メディアアクセス以外のオーバラップ動作を許可しています。ファイルロードはオーバラップ動作を許可されていないので，次の「F I L E : L O A D : S E T u p :EXECute "CASE1"」は，シーケンシャルコマンドと同じ動作をします。したがって，「CHANnel1:
VDIV?」は，ファイルロードが終了するまで実行されません。
・ *OPCコマンドを使う*OPCコマンドは，オーバラップ動作が終了したときに，標準イベントレジスタ(6-3ページ参照)のビット0であるOPCビットを1にする命令です。

4
プ
ロ
グ
5
ラ
ム
を
組
む
前
6
に

例 :COMMunicate:OPSE #H0040;*ESE 1;*ESR?;*SRE 32;:FILE:LOAD:SETup:

7

EXECute "CASE1";*OPC<PMT>(*ESR?の応答を読む)(サービスリクエストの発生を待つ):CHANnel1:VDIV?<PMT>「COMMunicate:OPSE」は「*OPC」の対象を選ぶ付命令です。ここではメディアアクセスだけを対象に指定しています。
「*ESE 1」と「*SRE 32」は，OPCビットが1になったときだけ，サービスリクエストを発生することを示しています。
「*ESR?」は，標準イベントレジスタをクリアします。
上の例では，「CHANnel1:VDIV?」は，サービスリ
クエストが発生するまで実行されません。

CHANnel1:VDIV?<PMT>「COMMunicate:OPSE」は「*WAI」の対象を選ぶ命令です。ここではメディアアクセスだけを対象に指定しています。
「CHANnel1:VDIV?」の直前で「*WAI」を実行しているので，「CHANnel1:VDIV?」は，ファイルロードが終了するまで実行されません。

IM 701450-17

3

4-7

索

4.5 コントローラとの同期
・ *OPC?クエリを使う

・ 拡張イベントレジスタを使う*OPC?クエリは，オーバラップ動作が終了したときに応答を生成する命令です。

状態レジスタの変化は，拡張イベントレジスタ(6-4
ページ)に反映させることができます。

例 :COMMunicate:OPSE #H0040;:FILE:LOAD:
SETup:EXECute "CASE1";*OPC?<PMT>

例 :STATus:FILTer1 FALL;:STATus:EESE 1;
EESR?;*SRE 8;:TRIGger:MODE SINGle;:(*OPC?の応答を読む):CHANnel1:VDIV?<PMT>「COMMunicate:OPSE」は「*OPC?」の対象を選ぶ命令です。ここではメディアアクセスだけを対象

STARt<PMT>(STATus:EESR?の応答を読む)(サービスリクエストの発生を待つ):WAVeform:SEND?<PMT>に指定しています。
「*OPC?」はオーバラップ動作が終了するまで応答「STATus:FILTer1 FALL」は，状態レジスタのビット0が「1」から「0」に変化したときに，拡張を作成しないので，「*OPC?」の応答を読み終えた
ときには，ファイルロードは終了しています。

イベントレジスタのビット0(FILTer1)を「1」にセットするように，遷移フィルタを設定することを示し
ています。

Note
命令のほとんどはシーケンシャルコマンドです。オーバラップコ
マンドは，第5章でオーバラップコマンドと明記しています。それ以外はすべてシーケンシャルコマンドです。

「STATus:EESE 1」は，拡張イベントレジスタのビット0だけをステータスバイトに反映するようにする命令です。
「STATus:EESR?」は，拡張イベントレジスタをク

オーバラップコマンド以外の同期をとる方法
シーケンシャルコマンドの場合でも，トリガの発生などリアするために行っています。
「*SRE 8」は，拡張イベントレジスタの原因だけでのように通信以外の要因で同期をとる必要がある場合もあります。

サービスリクエストが発生するようにする命令です。

たとえば，トリガモードがシングルで取り込んだ波形
データを問い合わせるときに，次のプログラムメッセー
ジを送信すると，波形の取り込みの終了いかんにかかわ「WAVeform:SEND?」は，サービスリクエストが発生するまで実行されません。

らず「WAVeform:SEND?」が実行され，コマンド実行
エラーになる可能性があります。

・ COMMunicate:WAITコマンドを使う「COMMunicate:WAIT」は，特定のイベントが発生

TRIGger:MODE SINGle;:STARt;:WAVeform:
SEND?<PMT>

するのを待つ命令です。
例 :STATus:FILTer1 FALL;:STATus:EESR?;:

このときは，次に示す方法で取り込みが終了したときのタイミングをとる必要があります。

TRIGger:MODE SINGle;:STARt<PMT>(STATus:EESR?の応答を読む)

・ STATus:CONDition?クエリを使う:COMMunicate:WAIT 1;:WAVeform:SEND?
<PMT>「STATus:CONDition?」は状態レジスタ(6-4ペー
ジ参照)の内容を問い合わせる命令です。波形の取り「STATus:FILTer1 FALL」および「STATus:
EESR?」の意味は，前述の拡張イベントレジスタの込み中かそうでないかは，状態レジスタのビット0を読むことで判断できます。状態レジスタのビット0が場合と同一です。
「COMMunicate:WAIT 1」は，拡張イベントレジ「1」なら波形の取り込み中，「0」なら取り込みス
トップ中を示します。

スタのビット0が「1」にセットされるのを待つことを示しています。

例 TRIGger:MODE SINGle;:STARt<PMT>:STATus:CONDition?<PMT>「WAVeform:SEND?」は，拡張イベントレジスタのビット0が「1」になるまで実行されません。

(応答を読んでビット0が1なら1つ前に戻る):WAVeform:SEND?<PMT>「WAVeform:SEND?」は，状態レジスタのビット0が「0」になるまで実行されません。

4-8

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表

第5章 コマンド1

5.1 コマンド一覧表
コマンド
ACQuireグループ:ACQuire?
:ACQuire:AVERage?
:ACQuire:AVERage:COUNt:ACQuire:AVERage:EWEight:ACQuire:CLOCk:ACQuire:COUNt:ACQuire:INTerleave:ACQuire:MODE:ACQuire:REPetitive:ACQuire:RLENgth

機能

ページ

波形の取り込みに関する全設定の問い合わせ
アベレージングに関する全設定の問い合わせ
アベレージング時の波形の取り込み回数の設定/問い合わせ指数化平均の減衰定数の設定/問い合わせ
タイムベースの設定/問い合わせ
ノーマルモード/エンベロープモード/ボックスアベレージ時の波形の取り込み回数の設定/問い合わせ
インタリーブのON/OFFの設定/問い合わせ
アクイジションモードの設定/問い合わせ
等価時間サンプリングのON/OFFの設定/問い合わせ
レコード長の設定/問い合わせ

5-18
5-18
5-18
5-18
5-18

オートセットアップの実行
実行したオートセットアップの取り消し

5-19
5-19

CALibrateグループ:CALibrate?
:CALibrate:DESKew?
:CALibrate:DESKew:MODE:CALibrate:DESKew:TARGet:CALibrate:DESKew:TIME:CALibrate[:EXECute]:CALibrate:MODE

キャリブレーションに関する全設定の問い合わせ
スキュー補正に関する全設定の問い合わせ
スキュー補正のON/OFFの設定/問い合わせ
スキュー補正の対象チャネルの設定/問い合わせ
全チャネル共通のスキュー補正時間の設定/問い合わせ
キャリブレーションの実行
オートキャリブレーションのON/OFFの設定/問い合わせ

5-20
5-20
5-20
5-20
5-20
5-20
5-21

CHANnelグループ:CHANnel<x>?
:CHANnel<x>:BWIDth:CHANnel<x>:COUPling:CHANnel<x>:DISPlay:CHANnel<x>:LABel:CHANnel<x>:LSCale?
:CHANnel<x>:LSCale:AVALue:CHANnel<x>:LSCale:BVALue:CHANnel<x>:LSCale:MODE:CHANnel<x>:LSCale:UNIT:CHANnel<x>:MODE:CHANnel<x>:OFFSet:CHANnel<x>:POSition:CHANnel<x>:PROBe:CHANnel<x>:VARiable:CHANnel<x>:VDIV

各チャネルの垂直軸に関する全設定の問い合わせ
各チャネルの入力フィルタの設定/問い合わせ
各チャネルの入力カップリングの設定/問い合わせ
各チャネルのON/OFFの設定/問い合わせ
各チャネルの波形ラベル名の設定/問い合わせ
各チャネルのリニアスケーリングに関する全設定の問い合わせ
スケーリング係数Aの設定/問い合わせ
オフセット値Bの設定/問い合わせ
リニアスケーリングのON/OFFの設定/問い合わせ
スケーリング変換した値の単位の設定/問い合わせ
各チャネルのON/OFFの設定/問い合わせ
各チャネルのオフセット電圧の設定/問い合わせ
各チャネルの垂直ポジションの設定/問い合わせ
各チャネルのプローブの減衰比/電流-電圧換算比の設定/問い合わせ
各チャネルの電圧軸感度の設定/問い合わせ
各チャネルのV/div値の設定/問い合わせ

5-23
5-23
5-23
5-23
5-23
5-23
5-23
5-23
5-23
5-24
5-24
5-24
5-24
5-24
5-24
5-24

CLEarグループ:CLEar

クリアトレースの実行

5-25

COMMunicateグループ:COMMunicate?
:COMMunicate:HEADer:COMMunicate:LOCKout:COMMunicate:OPSE:COMMunicate:OPSR?

通信に関する全設定の問い合わせ
応答データにヘッダを付ける/付けないの設定/問い合わせ
ローカルロックアウトの設定/解除*OPC，*OPC?，*WAIの対象オーバラップコマンドの設定/問い合わせ
オペレーションペンディングステータスレジスタ値の問い合わせ

5-26
5-26
5-26
5-27
5-27

IM 701450-17

3
4

5-18
5-18
5-18
5-18
5-18

ASETupグループ:ASETup:EXECute:ASETup:UNDO

2

5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5-1

5.1 コマンド一覧表
コマンド:COMMunicate:OVERlap:COMMunicate:REMote:COMMunicate:STATus?
:COMMunicate:VERBose:COMMunicate:WAIT:COMMunicate:WAIT?
CURSorグループ:CURSor?
:CURSor:TY?
:CURSor:TY:DEGRee?
:CURSor:TY:DEGRee:DX?
:CURSor:TY:DEGRee:DY?
:CURSor:TY:DEGRee:JUMP:CURSor:TY:DEGRee:POSition<x>:CURSor:TY:DEGRee:REFerence<x>機能
オーバラップ動作するコマンドの設定/問い合わせリモート/ローカルの切り替え
回線固有のステータスの問い合わせ
応答データの省略形/非省略形の設定/問い合わせ
指定拡張イベントの発生の待機指定拡張イベント発生時の応答作成

ページ
5-27
5-27
5-27
5-27
5-27
5-28

カーソル測定に関する全設定の問い合わせ
T-Y表示のカーソルに関する全設定の問い合わせ
角度カーソルに関する全設定の問い合わせ
角度カーソル間の角度差∆D値の問い合わせ
角度カーソル間の∆V値の問い合わせ
角度カーソルのズーム波形上へのジャンプの実行
角度カーソルの位置の設定/問い合わせ
角度カーソルの測定の基準になるゼロ点(Reference1)または終点(Reference2)の位置の設定/問い合わせ:CURsor:TY:DEGRee:RVALue
角度カーソルの基準角度の設定/問い合わせ:CURSor:TY:DEGRee:TRACe
角度カーソルの対象波形の設定/問い合わせ:CURSor:TY:DEGRee:X<x>?
角度カーソルの角度の問い合わせ:CURSor:TY:DEGRee:Y<x>?
角度カーソルの電圧値の問い合わせ:CURSor:TY:HORizontal?
水平カーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:TY:HORizontal:DY?
水平カーソル間のY軸値の問い合わせ:CURSor:TY:HORizontal:POSition<x> 水平カーソルの位置の設定/問い合わせ:CURSor:TY:HORizontal:TRACe
水平カーソルの対象波形の設定/問い合わせ:CURSor:TY:HORizontal:Y<x>?
水平カーソルのY軸値の問い合わせ:CURSor:TY:LOGic?
T-Y表示のロジックに関する全設定の問い合わせ:CURSor:TY:LOGic:FORMat
T-Y表示のロジック表示の数値表現の設定/問い合わせ:CURSor:TY:LOGic:ORDer
T-Y表示のロジック表示の上/下位ビットの設定/問い合わせ:CURSor:TY:MARKer?
マーカーカーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:DX<x>?
マーカーカーソル間のX軸値の問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:DY<x>?
マーカーカーソル間のY軸の物理値の問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:M<x>?
指定したマーカーカーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:M<x>:JUMP
マーカーカーソルのズーム波形表示枠へのジャンプの実行:CURSor:TY:MARKer:M<x>:POSition<x> マーカーカーソルの位置のX軸値の設定/問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:M<x>:TRACe
マーカーカーソルの対象波形の設定/問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:X<x>?
マーカーカーソルの位置のX軸値の問い合わせ:CURSor:TY:MARKer:Y<x>?
マーカーカーソルの位置のY軸値の問い合わせ:CURSor:TY:TYPE
カーソルの種類の設定/問い合わせ:CURSor:TY:VERTical?
垂直カーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:DX?
垂直カーソル間のX軸値の問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:DY?
垂直カーソル間のY軸値の問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:JUMP
垂直カーソルのズーム波形上へのジャンプの実行:CURSor:TY:VERTical:PERDt?
垂直カーソル間の1/∆T値の問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:POSition<x>
垂直カーソルの位置の設定/問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:TRACe
垂直カーソルの対象波形の設定/問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:X<x>?
垂直カーソル位置のX軸値の問い合わせ:CURSor:TY:VERTical:Y<x>?
垂直カーソル位置のY軸値の問い合わせ:CURSor:XY?
X-Y表示のカーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:XY:HORizontal?
X-Y表示の水平カーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:XY:HORizontal:DY?
X-Y表示の水平カーソル間のY軸値の問い合わせ:CURSor:XY:HORizontal:POSition<x> X-Y表示の水平カーソルの位置の設定/問い合わせ:CURSor:XY:HORizontal:TRACe
X-Y表示の水平カーソルの対象波形の設定/問い合わせ:CURSor:XY:HORizontal:Y?
X-Y表示の水平カーソルのY軸値の問い合わせ:CURSor:XY:MARKer?
X-Y表示のマーカーカーソルに関する全設定の問い合わせ:CURSor:XY:MARKer:POSition
X-Y表示のマーカーカーソルの位置のX軸値の設定/問い合わせ

5-32
5-32
5-32
5-32
5-32
5-32
5-32
5-33
5-33
5-33
5-33
5-33
5-33
5-33
5-33
5-33
5-33
5-34
5-34
5-34
5-34
5-34
5-34
5-34
5-34
5-34
5-34
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-35
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36
5-36

5-2

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表
コマンド:CURSor:XY:MARKer:T?
:CURSor:XY:MARKer:TRACe:CURSor:XY:MARKer:X?
:CURSor:XY:MARKer:Y?
:CURSor:XY:TYPE:CURSor:XY:VERTical?
:CURSor:XY:VERTical:DX?
:CURSor:XY:VERTical:POSition<x>:CURSor:XY:VERTical:TRACe:CURSor:XY:VERTical:X<x>?

機能
X-Y表示のマーカーカーソルの時間値の問い合わせ
X-Y表示のマーカーカーソルの対象波形の設定/問い合わせ
X-Y表示のマーカーカーソルの位置のX軸値の問い合わせ
X-Y表示のマーカーカーソルの位置のY軸値の問い合わせ
X-Y表示のカーソルの種類の設定/問い合わせ
X-Y表示の垂直カーソルに関する全設定の問い合わせ
X-Y表示の垂直カーソル間のX軸値の問い合わせ
X-Y表示の垂直カーソルの位置の設定/問い合わせ
X-Y表示の垂直カーソルの対象波形の設定/問い合わせ
X-Y表示の垂直カーソル位置のX軸値の問い合わせ

DISPlayグループ:DISPlay?
表示に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:ACCumulate?
波形の重ね描き表示に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:ACCumulate:COLor
カラーグレード幅の設定/問い合わせ:DISPlay:ACCumulate:MODE
アキュムレートモードの設定/問い合わせ:DISPlay:ACCumulate:PERSistence
アキュムレート時間の設定/問い合わせ:DISPlay:COLor
画面の色をRGBで変更/輝度で変更の設定/問い合わせ:DISPlay:RGB?
画面の色に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:RGB:MENU?
メニュー画面の色に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:RGB:MENU:{BACK|DIALog|FOCus|FORE|LINE|SELect|SHADow}
メニューの文字/背景/ダイアログ/線などの色の設定/問い合わせ:DISPlay:RGB:OTHers?
その他の色に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:RGB:OTHers:{CURSor|GRID|MARKer|SNAP|ZONE<x>}カーソル/グラティクル/マーカー/スナップショット波形の色の設定/問い合わせ:DISPlay:RGB:WAVeform?
波形の色に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:RGB:WAVeform:{CHANnel<x>|BACK|MATH<x>|PODA|PODB}
チャネル/演算チャネル，ロジックチャネルなどの色の設定/問い合わせ:DISPlay:FORMat
表示フォーマットの設定/問い合わせ:DISPlay:GRATicule
グラティクル(目盛り)の設定/問い合わせ:DISPlay:INTENsity?
表示アイテムの輝度に関する全設定の問い合わせ:DISPlay:INTENsity:{CURSor|MENU|GRID|SNAP|WAVeform}
各表示アイテムの輝度の設定/問い合わせ:DISPlay:INTERpolate
補間方式の設定/問い合わせ:DISPlay:MAPPing
分割画面への波形の割り付けのモードの設定/問い合わせ:DISPlay:SMAPping?
分割画面への全波形の割り付けの問い合わせ:DISPlay:SMAPping:{CHANnel<x>|MATH<x>}
分割画面への各波形の割り付けの設定/問い合わせ:DISPlay:SVALue
スケール値表示のON/OFFの設定/問い合わせ:DISPlay:TLABel
波形ラベル名表示のON/OFFの設定/問い合わせ:DISPlay:TRANslucent
ポップアップメニューの半透過表示のON/OFFの設定/問い合わせ

ページ
5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
5-37
5-37

2
3
4

5-40
5-40
5-40
5-40
5-40
5-40
5-40
5-41

5
コ
マ
ン
6
ド

5-41
5-41

7
5-41
5-41

付
5-41
5-41
5-41
5-42

索

5-42
5-42
5-42
5-42
5-42
5-42
5-42
5-42

FILEグループ:FILE?
指定したストレージメディアに関する全設定の問い合わせ
5-46:FILE:DELete:{ASCii|BINary|BMP|FLOat|JPEG|MEASure|PNG|POSTscript|SETup|SNAP|SPI|TIFF}[:EXECute]
各種データのファイルの削除の実行
5-46:FILE:DIRectory?
指定したディレクトリに関する全設定の問い合わせ
5-46:FILE[:DIRectory]:CDIRectory
対象ディレクトリの変更
5-46:FILE[:DIRectory]:DRIVe
指定したストレージメディアの設定
5-46:FILE[:DIRectory]:FILTer
フィルタ(対象ファイル限定)の設定/問い合わせ
5-46:FILE[:DIRectory]:FREE?
指定したストレージメディアの空き容量(バイト数)の問い合わせ
5-46:FILE[:DIRectory]:MDIRectory
指定したディレクトリの下にディレクトリを作成
5-46:FILE[:DIRectory]:PATH?
指定したディレクトリの問い合わせ
5-46:FILE:FORMat?
フロッピーディスクの初期化に関する全設定の問い合わせ
5-46:FILE:FORMat:EXECute
フロッピーディスクの初期化の実行
5-47
IM 701450-17

1

5-3

5.1 コマンド一覧表
コマンド
機能:FILE:LOAD?
ファイルの読み込みに関する全設定の問い合わせ:FILE:LOAD:{BINary|SETup|SNAP}:ABORt
各種データの読み込みの中止:FILE:LOAD:{BINary|SETup|SNAP}[:EXECute]
各種データの読み込みの実行:FILE:LOAD:SNAP?
スナップショット波形の読み込みに関する全設定の問い合わせ:FILE:LOAD:SNAP:PLANe
スナップショット波形のプレーン番号(Snap1〜4)の設定/問い合わせ:FILE:SAVE?
データの保存に関する全設定の問い合わせ:FILE:SAVE:ANAMing
保存するデータのファイル名の自動作成のON/OFFの設定/問い合わせ:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}?
各種データの保存に関する全設定の問い合わせ:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat|MEASure|SETup|SNAP|SPI}:ABORt
各種データの保存の中止:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat|MEASure|SETup|SNAP|SPI}[:EXECute]
各種データの保存の実行:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:HISTory
保存対象が全波形データか選択された1波形かの設定/問い合わせ:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:RANGe
保存範囲の設定/問い合わせ:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:TRACe
保存する波形の設定/問い合わせ:FILE:SAVE:BINary:COMPression
波形データのP-P圧縮保存の設定/問い合わせ:FILE:SAVE:COMMent
コメントの設定/問い合わせ:FILE:SAVE:NAME
保存するデータファイル名の設定/問い合わせ:FILE:UNLoad?
読み込んだデータの取り消しに関する全設定の問い合わせ:FILE:UNLoad:{BINary|SNAP}?
読み込んだ各種データの取り消しに関する全設定の問い合わせ:FILE:UNLoad:{BINary|SNAP}[:EXECute]
読み込んだ各種データの取り消しの実行:FILE:UNLoad:BINary:TRACe
読み込んだバイナリデータの取り消し対象波形の設定/問い合わせ:FILE:UNLoad:SNAP:PLANe
読み込んだスナップショット波形の取り消し対象プレーン番号の設定/問い合わせGONogoグループ:GONogo?
:GONogo:ABORt:GONogo:ACTion?
:GONogo:ACTion:BUZZer:GONogo:ACTion:HCOPy

GO/NO-GO判定に関する全設定の問い合わせ
GO/NO-GO判定の中止
NO-GO判定時の動作と基準の設定値に関する全設定の問い合わせ
NO-GO判定時に警告音を鳴らす/鳴らさないの設定/問い合わせ
NO-GO判定時に内蔵プリンタ(オプション)で画面イメージを印刷する/しないの設定/問い合わせ:GONogo:ACTion:IMAGe
NO-GO判定時にストレージメディアに画面イメージデータを保存する/
しないの設定/問い合わせ:GONogo:ACTion:MAIL?
NO-GO判定時のメール送信に関する全設定の問い合わせ:GONogo:ACTion:MAIL:COUNt
NO-GO判定時のメール送信のメール件数上限の設定/問い合わせ:GONogo:ACTion:MAIL:MODE
NO-GO判定時にメールを送信するかしないかの設定/問い合わせ:GONogo:ACTion:SAVE
NO-GO判定時にストレージメディアに保存する/しないの設定/問い合わせ:GONogo:COUNt?
GO/NO-GOの判定回数の問い合わせ:GONogo:EXECuteGO/NO-GO判定の実行:GONogo:LOGic
GO/NO-GO判定の判定ロジックの設定/問い合わせ:GONogo:MODE
GO/NO-GO判定の種類の設定/問い合わせ:GONogo:NGCount?
GO/NO-GO判定のNO-GO回数の問い合わせ:GONogo:PARameter?
波形パラメータ判定に関する全設定の問い合わせ:GONogo:PARameter:ITEM<x>?
各波形パラメータに関する全設定の問い合わせ:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CAUSe?
各波形パラメータがNO-GOの原因かどうかの問い合わせ:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CONDition GO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの判定基準の設定/問い合わせ

5-4

ページ
5-47
5-47
5-47
5-47
5-47
5-47
5-47
5-47
5-47
5-47
5-48
5-48
5-48
5-48
5-48
5-48
5-48
5-48
5-48
5-49
5-49

5-53
5-53
5-53
5-53
5-53
5-53
5-53
5-53
5-53
5-54
5-54
5-54
5-54
5-54
5-54
5-54
5-54
5-54
5-54

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表
コマンド:GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE

機能ページ
GO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータのON/OFFの設定/問い合わせ5-55:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe
GO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの対象波形の設定/問い合わせ5-55:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE?
GO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの自動測定項目とその上下限値の問い合わせ
5-55:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラメータ>
GO/NO-GO判定対象にする指定波形パラメータの自動測定項目の上下限値の設定/問い合わせ
5-55:GONogo:PARameter:ITEM<x>:VALue?
GO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの自動測定値の問い合わせ 5-55
:GONogo:SEQuence
GO/NO-GO判定のアクション回数の設定/問い合わせ
5-55:GONogo:STOPcountGO/NO-GO判定の波形取り込み回数の設定/問い合わせ
5-56:GONogo:TLINkage
GO/NO-GO判定の判定区間カーソルのリンク移動のON/OFFの設定/問い合わせ5-56:GONogo:TRANge
GO/NO-GO判定の判定区間の設定/問い合わせ
5-56:GONogo:WAIT?
GO/NO-GO判定の終了待ち
5-56:GONogo:ZONE?
ゾーンでのGO/NO-GO判定に関する全設定値の問い合わせ
5-56:GONogo:ZONE:EDIT<x>:EXIT
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの編集メニューの終了
5-56:GONogo:ZONE:EDIT<x>:PART
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの部分編集
5-56:GONogo:ZONE:EDIT<x>:WHOLe
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの編集の設定
5-57:GONogo:ZONE:ZONE<x>?
指定されたGO/NO-GO判定ゾーンのゾーン判定に関する全設定値の
問い合わせ
5-57
:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CAUSe?
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンのNO-GOの原因かそうでないかの問い合わせ
5-57:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CONDition
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの判定基準の設定/問い合わせ5-57:GONogo:ZONE:ZONE<x>:MODE
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの判定のON/OFFの設定/問い合わせ5-57:GONogo:ZONE:ZONE<x>:SEND
GO/NO-GO判定ゾーンに設定されたゾーンデータの設定/問い合わせ
5-57:GONogo:ZONE:ZONE<x>:TRACe
ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの対象トレースの設定/問い合わせ5-57
HCOPyグループ:HCOPy?(Hard Copy):HCOPy:ABORt:HCOPy:COMMent:HCOPy:DIRection:HCOPy:EXECute:HCOPy:EXTPrinter?
:HCOPy:EXTPrinter:PRINter?
:HCOPy:EXTPrinter:SELect:HCOPy:EXTPrinter:TONE:HCOPy:EXTPrinter:TYPE:HCOPy:NETPrint?
:HCOPy:NETPrint:TONE:HCOPy:NETPrint:TYPE:HCOPy:PRINter?
:HCOPy:PRINter:MAG:HCOPy:PRINter:RANGe:HCOPy:PRINter:REPort:HCOPy:PRINter:TLINkage:HCOPy:PRINter:TYPE

IM 701450-17

画面イメージデータの印刷に関する全設定の問い合わせ
5-59
印刷または紙送りの中止
5-59
画面下部のコメントの設定/問い合わせ
5-59
プリンタの設定/問い合わせ
5-59
印刷の実行
5-59
外部プリンタでの印刷に関する全設定の問い合わせ
5-59
現在接続されているプリンタアドレスの問い合わせ
5-59
指定プリンタアドレスの設定/問い合わせ
5-59
外部プリンタで印刷するときのハーフトーンの設定/問い合わせ
5-59
外部プリンタへの出力コマンドの種類の設定/問い合わせ
5-59
ネットワークプリンタでの印刷に関する全設定値の問い合わせ
5-59
ネットワークプリンタで印刷するときのハーフトーンの設定/問い合わせ 5-60
ネットワークプリンタへのプリンタ記述言語やプリンタの種類の設定/問い合わせ5-60
内蔵プリンタでの印刷に関する全設定の問い合わせ
5-60
ロングプリント時のズーム率の設定/問い合わせ
5-60
ロングプリント時の印刷範囲の設定/問い合わせ
5-60
内蔵プリンタでの印刷で付加情報を印刷する/しないの設定/問い合わせ 5-60
内蔵プリンタでの印刷でロングプリント時の印刷範囲カーソルのリンク移動のON/OFFの設定/問い合わせ
5-60
内蔵プリンタでの印刷でショートプリント/ロングプリントの設定/問い合わせ
5-60

5-5

1
2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.1 コマンド一覧表
コマンド
HISToryグループ:HISTory?
:HISTory:ABORt:HISTory:DISPlay

機能

ページ

ヒストリメモリ機能に関する全設定の問い合わせ
5-63
ヒストリサーチの中止
5-63
ヒストリメモリ波形の表示レコードの開始番号/終了番号の設定/問い合わせ5-63:HISTory:EXECute
ヒストリサーチの実行
5-63:HISTory:DMODe
ヒストリメモリ波形の表示モードの設定/問い合わせ
5-63:HISTory:PARameter?
ヒストリサーチ(波形パラメータ)に関する全設定値の問い合わせ
5-63:HISTory:PARameter:ITEM<x>?
ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメータに関する全設定値の
問い合わせ
5-63
:HISTory:PARameter:ITEM<x>:CONDition
ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメータの判定基準の設定/問い合わせ5-63:HISTory:PARameter:ITEM<x>:SOURce ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメータの対象波形の設定/問い合わせ5-64:HISTory:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラメータ>
ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメータの自動測定項目とその上下限値の設定/問い合わせ
5-64:HISTory:PARameter:ITEM<x>:VALue? ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメータの自動測定値の
問い合わせ
5-64
:HISTory:PARameter:LOGic
ヒストリサーチ(波形パラメータ)の検索ロジックの設定/問い合わせ
5-64:HISTory:PARameter:TLINkage
ヒストリサーチ(波形パラメータ)の判定区間カーソルのリンク移動の
ON/OFFの設定/問い合わせ
5-64:HISTory:PARameter:TRANge
ヒストリサーチ(波形パラメータ)の判定区間の設定/問い合わせ
5-64:HISTory:RECord
ヒストリメモリ波形の対象レコードの設定/問い合わせ
5-64:HISTory:RECord? MINimum
最小のレコード番号の問い合わせ
5-64:HISTory:SMODe
ヒストリメモリ波形の検索モードの設定/問い合わせ
5-65:HISTory:TIME?
ヒストリメモリ波形の対象レコード番号の時間の問い合わせ
5-65:HISTory:ZONE?
ヒストリサーチ(ゾーン)に関する全設定の問い合わせ
5-65:HISTory:ZONE:EDIT<x>?
ヒストリサーチ(ゾーン)に関する全設定の問い合わせ
5-65:HISTory:ZONE:EDIT<x>:CONDition
ヒストリサーチ(ゾーン)の検索条件の設定/問い合わせ
5-65:HISTory:ZONE:EDIT<x>:HORizontal
ヒストリサーチ(ゾーン)のゾーン縦位置の設定/問い合わせ
5-65:HISTory:ZONE:EDIT<x>:SOURce
ヒストリサーチ(ゾーン)の対象波形の設定/問い合わせ
5-65:HISTory:ZONE:EDIT<x>:VERTical
ヒストリサーチ(ゾーン)のゾーン横位置の設定/問い合わせ
5-66:HISTory:ZONE:LOGic
ヒストリサーチ(ゾーン)の検索ロジック条件の設定/問い合わせ
5-66
IMAGeグループ:IMAGe?
:IMAGe:ABORt:IMAGe:COMMent:IMAGe:COMPression:IMAGe:EXECute:IMAGe:FORMat:IMAGe:SAVE?
:IMAGe:SAVE:ANAMing:IMAGe:SAVE:CDIRectory:IMAGe:SAVE:DRIVe:IMAGe:SAVE:NAME:IMAGe:SEND?
:IMAGe:TONE

5-6

画面イメージデータの保存に関する全設定の問い合わせ
画面イメージデータのストレージメディアへの保存の中止
画面下部のコメントの設定/問い合わせ
画面イメージデータのTIFFフォーマット時のデータ圧縮の設定/問い合わせ画面イメージデータのストレージメディアへの保存の実行
画面イメージデータの保存形式の設定/問い合わせ
画面イメージデータのストレージメディアへの保存する全設定の問い合わせ
画面イメージデータの保存ファイル名の自動生成のON/OFFの設定/問い合わせ画面イメージデータの保存ファイルのディレクトリ変更
画面イメージデータの保存ファイルのストレージメディアの設定/問い合わせ画面イメージデータの保存ファイルのファイル名の設定/問い合わせ
画面イメージデータの問い合わせ
保存する画面イメージデータの色調の設定/問い合わせ

5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-68
5-69
5-69

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表
コマンド
INITializeグループ:INITialize:EXECute:INITialize:UNDO

機能

ページ

イニシャライズの実行
実行したイニシャライズの取り消し

5-69
5-69

2

LOGicグループ(オプション):LOGic?
ロジック入力波形に関する全設定の問い合わせ
5-72:LOGic:FORMat
ロジック入力波形の表示フォーマットの設定/問い合わせ
5-72:LOGic:MODE
ロジック入力のON/OFFの設定/問い合わせ
5-72:LOGic:{PODA|PODB}?
ロジック入力の指定ポッドごとに関する全設定の問い合わせ
5-72:LOGic:{PODA|PODB}:ALL:DISPlay
ロジック入力の指定ポッドごとの全ビットの表示ON/OFFの設定
5-72:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:DISPlay
ロジック入力の指定ポッドごとの各ビットの表示の設定/問い合わせ
5-72:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:LABel
ロジック入力の指定ポッドごとの各ビットのラベル名の設定/問い合わせ 5-72
:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold?
ロジック入力の指定ポッドごとのスレショルドレベルに関する全設定の
問い合わせ
5-73
:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:TYPE ロジック入力の指定ポッドごとのスレショルドレベルの選択の実行/問い合わせ5-73:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:USERlevel
ロジック入力の指定ポッドごとのユーザー定義でのスレショルドレベルの設定/問い合わせ
5-73
MATHグループ:MATH<x>?
演算に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:BINary?
2値化演算に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:BINary:{CHANnel<x>|MATH1}
2値化演算の各チャネルの2値化レベルの設定/問い合わせ:MATH<x>:DISPlay
演算波形を表示する/しないの設定/問い合わせ:MATH<x>:FFT?
FFT演算に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:FFT:POINts
FFT演算の点数の設定/問い合わせ:MATH<x>:FFT:SPOint
FFT演算の開始位置の設定/問い合わせ:MATH<x>:FFT:WINDow
FFT演算の窓関数の設定/問い合わせ:MATH<x>:INTegral?
積分演算に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:INTegral:SPOint
積分演算の開始位置の設定/問い合わせ:MATH<x>:LABel
演算波形のラベル名の設定/問い合わせ:MATH<x>:MODE
演算モードの設定/問い合わせ:MATH<x>:OPERation
演算子の設定/問い合わせ:MATH<x>:SCALe?
通常演算時のスケール変換に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:SCALe:CENTer
通常演算時のスケール変換の中心値の設定/問い合わせ:MATH<x>:SCALe:MODE
通常演算時のスケール変換方法の設定/問い合わせ:MATH<x>:SCALe:SENSitivity
通常演算時のスケール変換の中心からのスパンの設定/問い合わせ:MATH<x>:SMOothing
通常演算時のスムージングのON/OFFの設定/問い合わせ:MATH<x>:UNIT
通常演算時の演算結果に付加する単位の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine?
ユーザー定義演算に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:AVERage?
ユーザー定義演算のアベレージングに関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:AVERage:CCOunt ユーザー定義演算のサイクルアベレージ(周期平均)の周期回数の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt ユーザー定義演算の単純平均の波形取り込み回数:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight ユーザー定義演算の指数化平均の減衰定数の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE
ユーザー定義演算のアベレージングモードの設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE
ユーザー定義演算のアベレージングの領域の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x>
ユーザー定義演算の定数の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:DEFine
ユーザー定義演算の演算式の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:DISPlay
ユーザー定義演算が有効(ON)/無効(OFF)の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:FFT?
ユーザー定義演算のFFT演算に関する全設定の問い合わせIM 701450-17

1

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

5-76
5-76

7

5-77
5-77
5-77
5-77
5-77
5-77
5-77
5-77
5-77
5-77
5-78
5-78
5-78
5-78
5-78
5-78
5-78
5-79
5-79

付
索

5-79
5-79
5-79
5-79
5-80
5-80
5-80
5-80
5-80

5-7

5.1 コマンド一覧表
コマンド
機能:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINts
ユーザー定義演算のFFT演算の点数の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow
ユーザー定義演算のFFT演算の窓関数の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>?
ユーザー定義演算のフィルタに関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND ユーザー定義演算のフィルタのバンド(周波数帯)の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x>
ユーザー定義演算のカットオフ周波数の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE ユーザー定義演算のフィルタのタイプの設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:LABel
ユーザー定義演算の演算波形ラベル名の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:MREFerence
ユーザー定義演算の範囲の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:SCALe?
ユーザー定義演算のスケール変換に関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:SCALe:CENTer
ユーザー定義演算のスケール変換時の中心値の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:SCALe:MODE
ユーザー定義演算のスケール変換の方法の設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:SCALe:SENSitivity
ユーザー定義演算のスケール変換時の中心からのスパンの設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:THReshold?
ユーザー定義演算の2値化演算時の2値化レベルに関する全設定の問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:THReshold:CHANnel<x>
ユーザー定義演算の2値化演算時の各チャネルの2値化レベルの設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:THReshold:MATH<x>
ユーザー定義演算の2値化演算時の各演算波形の2値化レベルの設定/問い合わせ:MATH<x>:USERdefine:UNIT
ユーザー定義演算結果に付加する単位の設定/問い合わせ

ページ
5-80
5-80
5-80
5-80
5-81
5-81
5-81
5-81
5-81
5-81
5-81

5-81
5-82

5-82

5-82
5-82

MEASureグループ:MEASure?
:MEASure:AMODe

波形パラメータの自動測定に関する全設定の問い合わせ
5-86
通常のパラメータ自動測定(NORMal)/2領域でのパラメータ
自動測定(AREA2)の設定/問い合わせ
5-89:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
各波形の各パラメータの全ON/OFF設定の問い合わせ
5-89:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:ALL 各波形のすべての波形パラメータの自動測定項目のON/OFFを
一度に設定
5-89
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:COPY 指定波形の波形パラメータの自動測定項目のON/OFF設定を他のすべての波形にコピー
5-89:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay?
各波形間ディレイに関する全設定の問い合わせ
5-89:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:MEASure?
波形間ディレイ測定の測定対象波形の全設定の問い合わせ
5-89:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:MEASure:COUNt
波形間ディレイ測定の測定対象波形のエッジ検知回数の設定/問い合わせ 5-90
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:MEASure:SLOPe
波形間ディレイ測定の測定対象波形のスロープの設定/問い合わせ
5-90:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:REFerence?
波形間ディレイ測定の基準波形の全設定値の問い合わせ
5-90:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:REFerence:COUNt
波形間ディレイ測定の基準波形のエッジ検知回数の設定/問い合わせ
5-90:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:REFerence:SLOPe
波形間ディレイ測定の基準波形のスロープの設定/問い合わせ
5-90:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:REFerence:SOURce
波形間ディレイ測定の基準をトリガ点にする/波形にするの設定/問い合わせ5-90:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:REFerence:TRACe
波形間ディレイ測定の基準波形のトレースの設定/問い合わせ
5-91:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:STATe
波形間ディレイ測定の測定モードの設定/問い合わせ
5-91

5-8

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表
コマンド
機能
ページ
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal?
波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/プロキシマルに関する全設定の問い合わせ
5-91:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal:MODE
波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/プロキシマル値の単位の設定/問い合わせ
5-91:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal:PERCent
波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/プロキシマル値の％設定/問い合わせ
5-91:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal:UNIT
波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/プロキシマル値のUnit設定/問い合わせ
5-91:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:METHod
波形パラメータの自動測定のHigh/Lowレベルの設定/問い合わせ
5-92:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>?
各波形の各波形パラメータに関する全設定の問い合わせ
5-92:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:COUNt?
各波形パラメータの統計処理回数の問い合わせ
5-92:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:{MAXimum|MEAN|MINimum|SDEViation}?
各波形パラメータの各統計値の問い合わせ
5-92:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:STATe
各波形パラメータのON/OFFの設定/問い合わせ(1つずつ)
5-92:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:VALue?
各波形パラメータの自動測定値の問い合わせ
5-93:MEASure:CONSt<x>2領域の波形パラメータの自動測定時に使用する定数の設定/問い合わせ 5-93
:MEASure:CYCLe?
波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle Statistics)に関する
全設定の問い合わせ
5-93:MEASure:CYCLe:ABORt
波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle Statistics)の
実行の中止
5-93
:MEASure:CYCLe:EXECute
波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle Statistics)の実行
5-93:MEASure:CYCLe:TRACe
波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle Statistics)の対象波形の設定/問い合わせ
5-93:MEASure:HISTory:ABORt
波形パラメータの自動測定のヒストリ内統計処理(History Statistics)の
実行の中止
5-93
:MEASure:HISTory:EXECute
波形パラメータの自動測定のヒストリ内統計処理(History Statistics)の実行
5-93:MEASure:MODE
波形パラメータの自動測定モードの設定/問い合わせ
5-93:MEASure:ONECycle
1サイクルモード自動測定のON/OFFの設定／問い合わせ
5-94:MEASure:TLINkage<x>
波形パラメータの自動測定のカーソルのリンク移動のON/OFFの設定/問い合わせ5-94:MEASure:TRANge<x>(Time Range)
波形パラメータの自動測定の測定範囲の設定/問い合わせ
5-94:MEASure:USER<x>?
2領域の波形パラメータの自動測定に関する全設定の問い合わせ
5-94:MEASure:USER<x>:AREA<y>?
2領域の波形パラメータの自動測定の各領域に関する全設定の
問い合わせ
5-94
:MEASure:USER<x>:AREA<y>:ITEM
2領域の波形パラメータの自動測定の各領域の測定項目の設定/問い合わせ5-94:MEASure:USER<x>:AREA<y>:TRACe
2領域の波形パラメータの自動測定の各領域の測定トレースの設定/問い合わせ5-94:MEASure:USER<x>:COUNt?
2領域の波形パラメータの自動測定値の統計処理回数の問い合わせ
5-94:MEASure:USER<x>:{MAXimum?|MEAN?|MINimum?|SDEViation?}
2領域の波形パラメータの自動測定値の各統計値の問い合わせ
5-95:MEASure:USER<x>:OPERation
2領域の波形パラメータの自動測定の演算式の設定/問い合わせ
5-95:MEASure:USER<x>:STATe
2領域の波形パラメータの自動測定のON/OFFの設定/問い合わせ
5-95:MEASure:USER<x>:UNIT
2領域の波形パラメータの自動測定の表示単位の設定/問い合わせ
5-95:MEASure:USER<x>:VALue?
2領域の波形パラメータの自動測定の測定値の問い合わせ5-95
IM 701450-17

5-9

1
2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.1 コマンド一覧表
コマンド:MEASure:WAIT?

機能
タイムアウト付きで，波形パラメータの自動測定実行の終了を待機

ページ
5-95

PHASeグループ:PHASe?
:PHASe:CHANnel<x>:PHASe:MODE

位相シフト機能に関する全設定の問い合わせ
対象波形の位相シフト量の設定/問い合わせ
位相シフト機能のON/OFFの設定/問い合わせ

5-96
5-96
5-96

PRESetグループ:PRESet?
:PRESet:ALL:PROBe:PRESet:ALL:TYPE:PRESet:ALL:USERdefine:LEVel:PRESet:ALL:USERdefine:OFFSet:PRESet:ALL:USERdefine:VDIV:PRESet:CHANnel<x>?
:PRESet:CHANnel<x>:PROBe

プリセット機能に関する全設定の問い合わせ
全チャネルのプローブの減衰比/電流-電圧換算比のプリセット値の設定
全チャネルにプリセット値を設定
全チャネルのトリガレベルのプリセット値を設定
全チャネルのオフセット電圧のプリセット値を設定
全チャネルのV/div値のプリセット値を設定
指定チャネルのプリセット内容の問い合わせ
指定チャネルのプローブの減衰比/電流-電圧換算比のプリセット値の設定/問い合わせ:PRESet:CHANnel<x>:TYPE
指定のプリセットの設定/問い合わせ:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine?
Userタイプのプリセットのときの全プリセット値の問い合わせ:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine:LEVel Userタイプのトリガレベルのプリセット値の設定/問い合わせ:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine:OFFSet
Userタイプのオフセット電圧のプリセット値の設定/問い合わせ:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine:VDIV UserタイプのV/div値のプリセット値の設定/問い合わせ:PRESet:EXECute
プリセットの実行:PRESet:SELectch
プリセット対象チャネルの設定/問い合わせ
RECallグループ:RECall:SETup<x>:EXECute

内蔵メモリからの設定データの呼び出し(リコール)の実行

5-98
5-98
5-98
5-98
5-98
5-98
5-98
5-98
5-99
5-99
5-99
5-99
5-99
5-99
5-99

5-100

SEARchグループ:SEARch?
:SEARch:ABORt:SEARch:ASCRoll?
:SEARch:ASCRoll:DIRection

サーチ＆ズーム機能に関する全設定の問い合わせ
5-105
サーチ＆ズーム機能による検索の中止
5-105
サーチ＆ズーム機能でのオートスクロールに関する全設定の問い合わせ 5-105
サーチ＆ズーム機能でのオートスクロールのズームボックスの移動方向の設定/問い合わせ
5-105:SEARch:ASCRoll:SPEed
サーチ＆ズーム機能でのオートスクロールのズームボックスの移動速度の設定/問い合わせ
5-106:SEARch:EDGE?
サーチ＆ズーム機能でのエッジ検索に関する全設定の問い合わせ
5-106:SEARch:EDGE:COUNt
サーチ＆ズーム機能でのエッジ検知回数の設定/問い合わせ
5-106:SEARch:EDGE:HYSTeresis
サーチ＆ズーム機能でのエッジ検知レベルのヒステリシスの設定/問い合わせ
5-106:SEARch:EDGE:LEVEl
サーチ＆ズーム機能でのエッジ検知レベルの設定/問い合わせ
5-106:SEARch:EDGE:SLOPe
サーチ＆ズーム機能でのエッジ検索のスロープの設定/問い合わせ
5-106:SEARch:EDGE:SOURce
サーチ＆ズーム機能でのエッジ検索の対象波形の設定/問い合わせ
5-106:SEARch:EXECute
サーチ＆ズーム機能による検索の実行
5-106:SEARch:MLINkage
サーチ＆ズーム機能でのズーム率変更時のリンクON/OFFの設定/問い合わせ
5-106:SEARch:MAG<x>
サーチ＆ズーム機能でのズーム画面のズーム率の設定/問い合わせ
5-106:SEARch:PLINkage
サーチ＆ズーム機能でのズームボックス移動時のリンクON/OFFの設定/問い合わせ
5-106:SEARch:POSition<x>
サーチ＆ズーム機能でのズームボックス位置の設定/問い合わせ
5-107:SEARch:PPATtern?
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索に関する全設定の
問い合わせ
5-107
:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索の各波形に関する全設定の問い合わせ
5-107

5-10

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表
コマンド
機能:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:HYSTeresis
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索の対象波形の検知レベルのヒステリシスの設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:LEVel
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索の対象波形の判定レベルの設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:PATTern
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索の対象波形の判定ステータスの設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:CLOCk?
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルに関する全設定の問い合わせ:SEARch:PPATtern:CLOCk:HYSTeresis サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルヒステリシスの設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:CLOCk:LEVel
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルの設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:CLOCk:SLOPe
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの
スロープの設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの対象波形の設定/問い合わせ:SEARch:PPATtern:LOGic?
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のロジックチャネルに関する全設定の問い合わせ:SEARch:PPATtern:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}
サーチ＆ズーム機能でのパラレルパターン検索のロジックチャネルの各ビット状態の設定/問い合わせ:SEARch:SELect
サーチ＆ズーム機能での検出波形番号の設定と，検出波形番号に相当するズーム位置の問い合わせ:SEARch:SELect? MAXimum
サーチ＆ズーム機能での検出回数の問い合わせ:SEARch:SPATtern?
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索に関する全設定の
問い合わせ:SEARch:SPATtern:BIT
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のロジック入力波形の対象ビットの設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:CLEar
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索パターンをすべてクリア(Don’t care):SEARch:SPATtern:CLOCk?
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルに関する全設定の問い合わせ:SEARch:SPATtern:CLOCk:HYSTeresis サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルのヒステリシスの設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:CLOCk:LEVEl
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルの設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:CLOCk:SLOPe
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの
スロープの設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:CLOCk:SOURce
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの対象波形の設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:INTerval
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索対象波形の検索間隔の時間の設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:LEVel
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索対象波形のステータス判定レベルの上限/下限を設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:PATTern<x>
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のステータス判定
パターンの設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:PSELect
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索のステータス判定
パターンを設定するパターン番号の設定/問い合わせ:SEARch:SPATtern:SOURce
サーチ＆ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索対象波形の設定/問い合わせ:SEARch:SPI?
SPI信号解析機能に関する全設定の問い合わせ:SEARch:SPI:ANALyze?
SPI信号解析実行に関する全設定の問い合わせIM 701450-17

ページ

5-107

1
2

5-107

3
5-107
5-108

4

5-108
5-108
5-108
5-108

5
コ
マ
ン
6
ド

5-108

5-108
5-108
5-109

7
付

5-109
5-109
5-109
5-109
5-109
5-109
5-109
5-109
5-110
5-110
5-110
5-110
5-110
5-111
5-111

5-11

索

5.1 コマンド一覧表
コマンド
機能
ページ
:SEARch:SPI:ANALyze:ABORt
SPI信号解析実行の中止
5-111:SEARch:SPI:ANALyze:EXECute
SPI信号解析の実行
5-111:SEARch:SPI:ANALyze:SETup?
SPI信号解析条件に関する全設定の問い合わせ
5-112:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:BITorder SPI信号解析データのビットオーダの設定/問い合わせ
5-112:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk?
SPI信号解析のクロックチャネルの全設定の問い合わせ
5-112:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:HYSTeresis
SPI信号解析のクロックチャネルの検知レベルヒステリシスの設定/問い合わせ5-112:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:LEVel
SPI信号解析のクロックチャネルの検知レベルの設定/問い合わせ
5-112:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:POLarity
SPI信号解析のクロックチャネルのスロープの設定/問い合わせ
5-112:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS?
SPI信号解析のチップセレクト信号の全設定の問い合わせ
5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel<x>?
SPI信号解析のチップセレクト信号の各チャネルの全設定の問い合わせ 5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel<x>:LEVel
SPI信号解析のチップセレクト信号の各チャネルのレベルの設定/問い合わせ5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel<x>:MODE
SPI信号解析で各チャネルをチップセレクト信号として扱う(ON)/扱わない(OFF)の設定/問い合わせ
5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic? SPI信号解析のチップセレクト信号のロジック入力の全設定の問い合わせ 5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7}
SPI信号解析のロジック入力の各ビットをチップセレクト信号として扱う(ON)/扱わない(OFF)の設定/問い合わせ
5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:ESTate SPI信号解析のチップセレクト信号の有効状態の設定/問い合わせ
5-113:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>? SPI信号解析のデータ信号の全設定の問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:LEVel
SPI信号解析のデータ信号のスレショルドレベルの設定/問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:MODE
SPI信号解析のデータ信号の有効(ON)/無効(OFF)の設定/問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:MPOSition SPI信号解析の基準点をマニュアルにしたときの，基準点の設定/問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:RPOint
SPI信号解析の基準点をトリガポジションにするか，マニュアルにするかの設定/問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:LIST?
SPI解析の結果の1バイト分を文字列として出力
5-114:SEARch:SPI:SEARch?
SPI信号の検索に関する全設定の問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:SEARch:DATA?
SPI信号のデータ検索に関する全設定の問い合わせ
5-114:SEARch:SPI:SEARch:DATA:BYTE
SPI信号のデータ検索の検索データバイト数の設定/問い合わせ
5-115:SEARch:SPI:SEARch:DATA:HEXa<x>
SPI信号のデータ検索パターンをHEXで設定
5-115:SEARch:SPI:SEARch:DATA:PATTern<x> SPI信号のデータ検索パターンをBINARYで設定/問い合わせ
5-115:SEARch:SPI:SEARch:NEXT?
SPI信号の検索を現バイトより後のデータに対して実行
5-115:SEARch:SPI:SEARch:PFORmat
SPI信号の検索パターンの設定フォーマットの設定/問い合わせ
5-115:SEARch:SPI:SEARch:PREVious?
SPI信号の検索を現バイトより前のデータに対して実行
5-115:SEARch:SPI:SEARch:SOURce
SPI信号の検索するデータソースの設定/問い合わせ
5-115:SEARch:SPI:SEARch:TYPE
SPI信号の検索の種類の設定/問い合わせ
5-115:SEARch:SPOint(Start Point)
サーチ＆ズーム機能での検索開始点の設定/問い合わせ
5-115:SEARch:TWINdow(Target WINdow)
サーチ＆ズーム機能で検索された部分を表示するズーム画面の設定/問い合わせ5-115:SEARch:TYPE
サーチ＆ズーム機能の検索タイプの設定/問い合わせ
5-115:SEARch:WIDTh?
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索に関する全設定の問い合わせ
5-116:SEARch:WIDTh:HYSTeresis
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索レベルのヒステリシスの設定/問い合わせ5-116:SEARch:WIDTh:LEVel
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索レベルの設定/問い合わせ
5-116:SEARch:WIDTh:POLarity
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索レベルの極性の設定/問い合わせ 5-116

5-12

IM 701450-17

5.1 コマンド一覧表
コマンド:SEARch:WIDTh:SOURce:SEARch:WIDTh:TIME<x>:SEARch:WIDTh:TYPE

機能
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索の対象波形の設定/問い合わせ
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索のパルス幅の設定/問い合わせ
サーチ＆ズーム機能でのパルス幅検索の検索種類の設定/問い合わせ

ページ
5-116
5-116
5-116

SNAPグループ
:SNAP

スナップショットの実行

5-117

SSTARtグループ:SSTARt?

トリガモードのシングルスタートを実行

5-117

STARtグループ:STARt波形の取り込みのスタート

5-117

5-118
5-118
5-118
5-118
5-118
5-119

:STATus:SPOLl?

通信のステータス機能に関する全設定の問い合わせ
状態レジスタの問い合わせ
拡張イベントイネーブルレジスタの設定/問い合わせ
拡張イベントレジスタの問い合わせ/クリア
発生したエラーのコードと内容の問い合わせ
遷移フィルタの設定/問い合わせ
エラー以外のメッセージをエラーキューに格納する/しないの設定/問い合わせ「STATus:ERRor?」の応答にメッセージを付ける/付けないの
設定/問い合わせシリアルポールの実行

STOPグループ:STOP

波形の取り込みのストップ

5-119

内蔵メモリへ保存された設定データに関する情報の問い合わせ指定された番号の内蔵メモリに保存された設定データに関する情報の問い合わせ指定された番号の内蔵メモリに保存する設定データのコメントの設定/問い合わせ指定された番号の内蔵メモリに保存した設定データの日付/時間の問い合わせ
指定された番号の内蔵メモリに設定データの保存指定された番号の内蔵メモリに保存した設定データの保護のON/OFFの設定/問い合わせ5-120

STATusグループ:STATus?
:STATus:CONDition?
:STATus:EESE:STATus:EESR?
:STATus:ERRor?
:STATus:FILTer<x>:STATus:QENable:STATus:QMESsage

STOReグループ:STORe?
:STORe:SETup<x>?
:STORe:SETup<x>:COMMent:STORe:SETup<x>:DATE?
:STORe:SETup<x>:EXECute:STORe:SETup<x>:LOCK

SYSTemグループ:SYSTem?
:SYSTem:BATTery?
:SYSTem:CLICk:SYSTem:CLOCk?
:SYSTem:CLOCk:DATE:SYSTem:CLOCk:MODE:SYSTem:CLOCk:SNTP?
:SYSTem:CLOCk:SNTP:EXECute:SYSTem:CLOCk:SNTP:GMTTime:SYSTem:CLOCk:TIME:SYSTem:CLOCk:TYPE:SYSTem:LANGuage:SYSTem:LCD?
:SYSTem:LCD:AUTO?
:SYSTem:LCD:AUTO:MODE

IM 701450-17

1
2
3
4

システムに関する全設定の問い合わせ
リチウム電池の状態の問い合わせクリック音のON/OFFの設定/問い合わせ
日付・時刻に関する全設定の問い合わせ日付の設定/問い合わせ
日付・時刻表示のON/OFFの設定/問い合わせ
SNTPによる日付時刻設定の問い合わせ
SNTPによる日付時刻設定の実行
グリニッジ標準時との時差の設定/問い合わせ
時刻の設定/問い合わせ
日付時刻の設定方法の設定/問い合わせメッセージ言語の設定/問い合わせ
液晶ディスプレイに関する全設定の問い合わせ
液晶ディスプレイのバックライトのオートオフに関する全設定の問い合わせ
液晶ディスプレイのバックライトのオートオフのON/OFFの設定/問い合わせ

5-119
5-119
5-119

5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

5-120
5-120
5-120
5-120
5-120

5-122
5-122
5-122
5-122
5-122
5-122
5-122
5-122
5-123
5-123
5-123
5-123
5-123
5-123
5-123

5-13

索

5.1 コマンド一覧表
コマンド:SYSTem:LCD:AUTO:TIME:SYSTem:LCD:BRIGhtness:SYSTem:LCD:MODE:SYSTem:OCANcel:SYSTem:OVERview:SYSTem:SCSI?
:SYSTem:SCSI:INITialize:SYSTem:SCSI:OWNid:SYSTem:SINFormation:SYSTem:TGATe:SYSTem:USBKeyboard

機能
液晶ディスプレイのバックライトのオートオフ時間の設定/問い合わせ
液晶ディスプレイの輝度の設定/問い合わせ
液晶ディスプレイのバックライトのON/OFFの設定/問い合わせ
測定結果などにオフセット電圧を加える/加えないの設定/問い合わせシステム情報の表示
SCSI-IDに関する全設定の問い合わせSCSI関連のイニシャライズの実行
本体のSCSI-IDの設定/問い合わせ
設定情報の表示外部トリガゲートの設定/問い合わせ
USBキーボードの種類の設定/問い合わせ

ページ
5-123
5-123
5-123
5-123
5-123
5-124
5-124
5-124
5-124
5-124
5-124

TIMebaseグループ:TIMebase?
:TIMebase:SOURce:TIMebase:SRATe?
:TIMebase:TDIV

タイムベースに関する全設定の問い合わせ
タイムベースの設定/問い合わせ
サンプルレートの問い合わせ
T/div値の設定/問い合わせ

5-125
5-125
5-125
5-125

TRIGgerグループ:TRIGger?
:TRIGger:ABN?
:TRIGger:ABN:COUNt:TRIGger:ACTion?
:TRIGger:ACTion:ACQCount:TRIGger:ACTion:BUZZer:TRIGger:ACTion:HCOPy

トリガに関する全設定の問い合わせ
A -> B(n)トリガの全設定の問い合わせ
条件Bの成立回数の設定/問い合わせアクションオントリガに関する全設定の問い合わせアクションオントリガのアクション回数の設定/問い合わせアクション時に，警告音を鳴らす/鳴らさないの設定/問い合わせアクション時に，画面イメージデータを出力する/しないの設定/問い合わせ:TRIGger:ACTion:IMAGe
アクション時にメディアに画面イメージデータを保存する/しないの設定/問い合わせ:TRIGger:ACTion:MAIL?
アクション時のメール送信に関する全設定の問い合わせ:TRIGger:ACTion:MAIL:COUNt
アクション時のメール送信のメール件数上限の設定/問い合わせ:TRIGger:ACTion:MAIL:MODE
アクション時にメール送信する/しないの設定の問い合わせ:TRIGger:ACTion:SAVE
アクション時に，波形データをメディアに保存する/しないの設定/問い合わせ:TRIGger:ACTion:STARt
アクションオントリガの開始:TRIGger:ACTion:STOP
アクションオントリガの中止:TRIGger:ADB?
A Delay Bトリガの全設定の問い合わせ:TRIGger:ADB:DELay
条件Bのディレイ時間の設定/問い合わせ:TRIGger:ATRigger?
条件Aの全設定の問い合わせ:TRIGger:ATRigger:CHANnel<x>
条件Aの各チャネルの状態の設定/問い合わせ:TRIGger:ATRigger:CONDition
条件Aの成立条件の設定/問い合わせ:TRIGger:BTRigger?
条件Bの全設定の問い合わせ:TRIGger:BTRigger:CHANnel<x>
条件Bの各チャネルの状態の設定/問い合わせ:TRIGger:BTRigger:CONDition
条件Bの成立条件の設定/問い合わせ:TRIGger:DELay
ディレイの設定/問い合わせ:TRIGger:HOLDoff?
ホールドオフに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:HOLDoff:TIME
ホールドオフ時間の設定/問い合わせ:TRIGger:LOGic?
ロジックトリガのエッジに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}
各ビットの状態の設定/問い合わせ:TRIGger:LOGic:CLOCk?
ロジックトリガの時のクロックチャネルに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:LOGic:CLOCk:SLOPe
ロジックトリガの時のクロックチャネルのスロープの設定/問い合わせ:TRIGger:LOGic:CLOCk:BIT
ロジックトリガの時のクロックビットの設定/問い合わせ:TRIGger:LOGic:CONDition
ロジックトリガの時のトリガコンディションの設定/問い合わせ:TRIGger:MODE
トリガモードの設定/問い合わせ:TRIGger:OR?
ORトリガに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:OR:CHANnel<x>各チャネルのエッジの設定/問い合わせ

5-131
5-131
5-131
5-131
5-131
5-132

5-134
5-134
5-134
5-134
5-134
5-134
5-134
5-134

5-14

IM 701450-17

5-132
5-132
5-132
5-132
5-132
5-132
5-132
5-132
5-132
5-132
5-133
5-133
5-133
5-133
5-133
5-133
5-133
5-133
5-133
5-133

5.1 コマンド一覧表
コマンド
機能:TRIGger:OR:WINDow
ウィンドウON/OFFの設定/問い合わせ:TRIGger:PATTern?
パターントリガに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:PATTern:CHANnel<x>各チャネルのステートの設定/問い合わせ:TRIGger:PATTern:CLOCk?
クロックチャネルに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:PATTern:CLOCk:SLOPe
クロックチャネルのスロープの設定/問い合わせ:TRIGger:PATTern:CLOCk:SOURce
クロックチャネルの設定/問い合わせ:TRIGger:PATTern:CONDition
トリガコンディションの設定/問い合わせ:TRIGger:POSition
トリガポジションの設定/問い合わせ:TRIGger:SCOunt
トリガモードがSingle(N)の時のトリガ成立回数の設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]?
シンプルトリガに関する全設定の問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:COUPling
トリガカップリングの設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection
ローパスフィルタ(HFリジェクション)のON/OFFの設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis
検索レベルのヒステリシスの設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:LEVel
指定チャネルのトリガレベルの設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:PROBe
トリガソースが「EXTernal」時のプローブの設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe
指定チャネルのトリガスロープの設定/問い合わせ:TRIGger[:SIMPle]:SOURce
トリガソースの設定/問い合わせ:TRIGger:SOURce?
Enhancedトリガのトリガソースに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>?
指定チャネルのトリガソースに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:COUPling 各チャネルのトリガカップリングの設定/問い合わせ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:HFRejection
HFリジェクションの設定/問い合わせ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:HYSTeresis
検索レベルのヒステリシスの設定/問い合わせ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:LEVel
各チャネルのトリガレベルの設定/問い合わせ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:WIDTh
ウインドウトリガの幅の設定/問い合わせ:TRIGger:TV?
TVトリガに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:TV:FIELd
フィールドの設定/問い合わせ:TRIGger:TV:FRAMe
フレームスキップ機能の設定/問い合わせ:TRIGger:TV:LEVel
トリガレベルの設定/問い合わせ:TRIGger:TV:LINE
ラインの設定/問い合わせ:TRIGger:TV:POLarity
入力の極性の設定/問い合わせ:TRIGger:TV:TYPE
TVトリガの入力の種類の設定/問い合わせ:TRIGger:TYPE
トリガの種類の設定/問い合わせ:TRIGger:WIDTh?
パルス幅トリガに関する全設定の問い合わせ:TRIGger:WIDTh:CHANnel<x>各チャネルのトリガ条件の設定/問い合わせ:TRIGger:WIDTh:CONDition
トリガコンディションの設定/問い合わせ:TRIGger:WIDTh:TIME<x>
パルス幅の設定/問い合わせ:TRIGger:WIDTh:TLINkage
パルス幅トリガ時のパルス幅のリンクの設定/問い合わせ:TRIGger:WIDTh:TYPE
パルス幅の判定タイプの設定/問い合わせ:TRIGger:WIDTh:WINDow
ウィンドウON/OFFの設定/問い合わせ

5-137
5-137
5-138
5-138
5-138
5-138
5-138
5-138
5-138
5-138
5-138
5-138
5-139
5-139
5-139
5-139
5-139
5-139

WAVeformグループ:WAVeform?
:WAVeform:BITS?
:WAVeform:BYTeorder:WAVeform:DATaselect:WAVeform:END:WAVeform:FORMat:WAVeform:LENGth?
:WAVeform:OFFSet?
:WAVeform:RANGe?
:WAVeform:RECord:WAVeform:RECord? MINimum:WAVeform:SEND?
:WAVeform:SIGN?

5-140
5-140
5-141
5-141
5-141
5-141
5-141
5-141
5-141
5-141
5-141
5-142
5-142

IM 701450-17

波形データに関する全情報の問い合わせ
指定波形データのビット長の問い合わせ
送信順序の設定/問い合わせ
波形データの問い合わせをするデータ形式の設定/問い合わせ
指定波形のどの点を最後のデータにするかの設定/問い合わせ
送信するデータのフォーマットの設定/問い合わせ
指定波形の全データ点数の問い合わせ
指定波形のオフセット電圧の問い合わせ
指定波形のレンジの問い合わせ
WAVeformグループで対象となるレコード番号の設定/問い合わせ
最小レコード番号の問い合わせ
指定波形データの問い合わせ
符号の有無の問い合わせ

ページ
5-135
5-135
5-135
5-135
5-135
5-135
5-135
5-135
5-135
5-135
5-136
5-136
5-136
5-136
5-136
5-136
5-136
5-137
5-137
5-137

1
2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

5-137

5-15

7
付
索

5.1 コマンド一覧表
コマンド:WAVeform:SRATe?
:WAVeform:STARt:WAVeform:TRACe:WAVeform:TRIGger?
:WAVeform:TYPE?

機能指定レコードのサンプルレートの問い合わせ
指定波形のどの点を最初のデータにするかの設定/問い合わせ
WAVeformグループで対象となる波形の設定/問い合わせ
指定レコードのトリガポジションの問い合わせ
指定波形のアクイジションモードの問い合わせ

ページ
5-142
5-142
5-142
5-142
5-142

XYグループ:XY<x>?
:XY<x>:DISPlay:XY<x>:MODE:XY<x>:TLINkage:XY<x>:TRANge:XY<x>:XAXis:XY<x>:XTRace:XY<x>:YTRace

X-Y表示に関する全設定の問い合わせ
X-Y表示を画面に表示するしないの設定/問い合わせ
表示モードの設定/問い合わせ
判定区間カーソルのリンク移動のON/OFFの設定/問い合わせ
X-Y表示するT-Y波形の範囲の設定/問い合わせ
X軸モード(Single/Dual)の設定/問い合わせ
X軸に割り当てるチャネルの設定/問い合わせ
Y軸に割り当てるチャネルの設定/問い合わせ

5-143
5-143
5-143
5-143
5-144
5-144
5-144
5-144

ZOOMグループ:ZOOM?
波形のズームに関する全設定の問い合わせ:ZOOM:ALLOcation?
ズーム対象波形に関する全設定の問い合わせ:ZOOM:ALLOcation:ALL
全波形をズーム対象にする:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>|PODA|PODB}
ズーム対象波形の設定/問い合わせ:ZOOM:FITMeasure
波形パラメータの自動測定範囲をズームボックスの両端に移動:ZOOM:FORMat
ズーム波形表示フォーマットの設定/問い合わせ:ZOOM:MLINkage
倍率のリンクON/OFFの設定/問い合わせ:ZOOM:MAG<x>
対象ズーム波形のズーム率の設定/問い合わせ:ZOOM:MODE
ズーム波形の表示方法の設定/問い合わせ:ZOOM:PLINkage
ズームボックス移動時のリンクON/OFFの設定/問い合わせ:ZOOM:POSition<x>
対象ズームボックス位置の設定/問い合わせ
共通コマンドグループ
*CAL?
*CLS
*ESE
*ESR?
*IDN?
*LRN?
*OPC
*OPC?
*OPT?
*PSC
*RST
*SRE
*STB?
*TST?
*WAI

5-16

キャリブレーションの実行と結果の問い合わせ
標準イベントレジスタ，拡張イベントレジスタ，エラーキューのクリア
標準イベントイネーブルレジスタ値の設定/問い合わせ
標準イベントレジスタ値の問い合わせとレジスタのクリア
機種の問い合わせコマンドグループの現在の設定を一度に問い合わせ
指定したオーバラップコマンド終了後，OACCumulateグループ
指定したオーバラップコマンド終了後，応答作成
オプションの問い合わせ
電源OＮ時に各レジスタをクリアする/しないの設定/問い合わせ
コマンドグループの設定の初期化
サービスリクエストイネーブルレジスタ値の設定/問い合わせステータスバイトレジスタ値の問い合わせ
セルフテストの実行と結果の問い合わせ
指定したオーバラップコマンド終了まで，*WAIに続く命令を待機

5-146
5-146
5-146
5-146
5-146
5-146
5-146
5-146
5-146
5-146
5-146

5-147
5-147
5-147
5-148
5-148
5-148
5-149
5-149
5-149
5-150
5-150
5-150
5-150
5-150
5-150

IM 701450-17

5.2 ACQuireグループ

1

5.2 ACQuireグループ
ACQuireグループは，波形の取り込みに関するグループです。フロントパネルのACQと同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。

2

;

;

:ACQuire:

AVERage:

COUNt<Space><NRf>

3

INFinity?
EWEight<Space>

<NRf>
?

4

?
CLOCk

<Space>INTernal
EXTernal

5

?
COUNt

<Space>

<NRf>

コ
マ
ン
6
ド

INFinity?
INTerleave<Space>

OFF
ON
<NRf>

7

?
MODE

<Space>NORMalENVelope

付

AVERage
BAVerage?
REPetitive<Space>

索

OFF
ON
<NRf>
?

RLENgth<Space><NRf>?
?

IM 701450-17

5-17

5.2 ACQuireグループ:ACQuire?

:ACQuire:COUNt

機能

機能

構文
例

波形の取り込みに関するすべての設定値を問い合わせます。
:ACQuire?
:ACQUIRE? -> :ACQUIRE:RLENGTH 1000;
MODE NORMAL;AVERAGE:COUNT INFINITY;
EWEIGHT 16;:ACQUIRE:COUNT INFINITY:
INTERLEAVE 0;REPETITIVE 0;
CLOCK INTERNAL

構文

例

ノーマルモード・エンベロープモード・ボックスア
ベレージ時の波形の取り込み回数を設定/問い合わせします。
:ACQuire:COUNt {<NRf>|INFinity}:ACQuire:COUNt?
<NRf>＝2〜65536:ACQUIRE:COUNT INFINITY:ACQUIRE:COUNT? ->:ACQUIRE:COUNT INFINITY:ACQuire:AVERage?
機能
構文例

アベレージングおよび波形の取り込み回数に関する
すべての設定値を問い合わせます。
:ACQuire:AVERage?
:ACQUIRE:AVERAGE? ->:ACQUIRE:AVERAGE:COUNT INFINITY;
EWEIGHT 16:ACQuire:INTerleave
機能
構文例

インタリーブのON/OFFを設定/問い合わせします。
:ACQuire:INTerleave {<Boolean>}:ACQuire:INTerleave?
:ACQUIRE:INTERLEAVE ON:ACQUIRE:INTERLEAVE? ->:ACQUIRE:INTERLEAVE 1:ACQuire:AVERage:COUNt
機能
構文

例

アベレージングモード時の波形の取り込み回数を設定/問い合わせします。
:ACQuire:AVERage:COUNt {<NRf>|INFinity}:ACQuire:AVERage:COUNt?
<NRf>＝2〜65536(2nステップ):ACQUIRE:AVERAGE:COUNT INFINITY:ACQUIRE:AVERAGE:COUNT? ->:ACQUIRE:AVERAGE:COUNT INFINITY:ACQuire:MODE
機能
構文

例

アクイジションモードを設定/問い合わせします。
:ACQuire:MODE{AVERage|BAVerage|ENVelope|NORMal}:ACQuire:MODE?
:ACQUIRE:MODE NORMAL:ACQUIRE:MODE? -> :ACQUIRE:MODE NORMAL:ACQuire:REPetitive:ACQuire:AVERage:EWEight(Exponent WEIGHT)

機能

機能

構文

構文

例

アベレージングを無限大行うときの，減衰定数を設
定/問い合わせします。
:ACQuire:AVERage:EWEight {<NRf>}:ACQuire:AVERage:EWEight?
<NRf>＝2〜256(2nステップ):ACQUIRE:AVERAGE:EWEIGHT 16:ACQUIRE:AVERAGE:EWEIGHT? ->:ACQUIRE:AVERAGE:EWEIGHT 16

例:ACQuire:RLENgth
機能
構文:ACQuire:CLOCk
機能
構文
例

5-18

タイムベースを設定/問い合わせします。
:ACQuire:CLOCk {INTernal|EXTernal}:ACQuire:CLOCk?
:ACQUIRE:CLOCK INTERNAL:ACQUIRE:CLOCK? ->:ACQUIRE:CLOCK INTERNAL

等価時間サンプリングのON/OFFを設定/問い合わせします。
:ACQuire:REPetitive {<Boolean>}:ACQuire:REPetitive?
:ACQUIRE:REPETITIVE OFF:ACQUIRE:REPETITIVE? ->:ACQUIRE:REPETITIVE 0

例

レコード長を設定/問い合わせします。
:ACQuire:RLENgth {<NRf>}:ACQuire:RLENgth?
<NRf>＝1000〜16000000(4MWモデルは1000〜
4000000):ACQUIRE:RLENGTH 1000
:ACQUIRE:RLENGTH? -> :ACQUIRE:RLENGTH
1000

IM 701450-17

5.3 ASETupグループ

1

5.3 ASETupグループ
ASETupグループは，オートセットアップに関するグループです。フロントパネルのSETUPのAuto Setupと同じ
設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。
:ASETup:

EXECute2

UNDO:ASETup:EXECute
機能
構文
例

3

オートセットアップを実行します。
:ASETup:EXECute:ASETUP:EXECUTE

4:ASETup:UNDO
機能
構文
例

実行したオートセットアップを取り消します。
:ASETup:UNDO:ASETUP:UNDO

5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

IM 701450-17

5-19

5.4 CALibrateグループ

5.4 CALibrateグループ
CALibrateグループは，キャリブレーションに関するグループです。フロントパネルのMISCのCalibrationメニューと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。
;:CALibrate:

EXECute;DESKew:

MODE<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TARGet<Space>TIME<Space>

<NRf>
?
<時間>
?
?

MODE

<Space>

AUTO
OFF
?
?

:CALibrate?

:CALibrate:DESKew:TARGet

機能

機能

構文
例

キャリブレーションに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CALibrate?
:CALIBRATE? -> :CALIBRATE:MODE OFF;DESKEW:MODE 0;TARGET 1;TIME 0.0E+00:CALibrate:DESKew?
機能
構文
例

スキュー補正に関するすべての設定値を問い合わせます。
:CALibrate:DESKew?
:CALIBRATE:DESKEW? -> :CALIBRATE:DESKEW:MODE 0;TARGET 1;TIME 0.0E+00

構文

例

解説

スキュー補正の対象チャネルを設定/問い合わせします。
:CALibrate:DESKew:TARGet{<NRf>|PODA|PODB}:CALibrate:DESKew:TARGet?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜2):CALIBRATE:DESKEW:TARGET 1:CALIBRATE:DESKEW:TARGET? ->:CALIBRATE:DESKEW:TRAGET 1
PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応
していないと，エラーになります。

:CALibrate:DESKew:TIME:CALibrate:DESKew:MODE

機能

機能
構文

構文

例

スキュー補正のON/OFFを設定/問い合わせします。
:CALibrate:DESKew:MODE {<Boolean>}:CALibrate:DESKew:MODE?
:CALIBRATE:DESKEW:NODE ON:CALIBRATE:DESKEW:MODE? ->:CALIBRATE:DESKEW:MODE 1

例

全チャネル共通のスキュー補正時間を設定/問い合わせします。
:CALibrate:DESKew:TIME {<時間>}:CALibrate:DESKew:TIME?
<時間>＝−100ns〜100ns:CALIBRATE:DESKEW:TIME 1NS:CALIBRATE:DESKEW:TIME? ->:CALIBRATE:DESKEW:TIME 1.000E-09:CALibrate[:EXECute]
機能
構文
例

5-20

キャリブレーションを実行します。
:CALibrate[:EXECute]:CALIBRATE:EXECUTE

IM 701450-17

5.4 CALibrateグループ

1:CALibrate:MODE
機能
構文
例

オートキャリブレーションのON/OFFを設定/問い合
わせします。
:CALibrate:MODE {AUTO|OFF}:CALibrate?
:CALIBRATE:MODE AUTO:CALIBRATE? -> :CALIBRATE:MODE AUTO

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

IM 701450-17

5-21

5.5 CHANnelグループ

5.5 CHANnelグループ
CHANnelグループは，各チャネルの垂直軸に関するグループです。フロントパネルのVERTICALグループのCH，
V/DIVと同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。
;:CHANnel<x>:

BWIDth<Space>

FULL
<周波数>
?

COUPling<Space>

AC
DC
DC50
GND
?

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LABel

<Space><文字列>?
;

LSCale:

AVALue<Space><NRf>?

<Space>

BVALue

<NRf>
?

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

UNIT

<Space>

<文字列>
?
?

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

OFFSet<Space>

<電圧>
<電流>
?

POSition<Space>

<NRf>
?

PROBe

<Space>

<NRf>
C10
C100
?

VARiable<Space>

<電圧>
<電流>
?

VDIV

<Space>

<電圧>
<電流>
?
?

5-22

IM 701450-17

5.5 CHANnelグループ:CHANnel<x>?

:CHANnel<x>:LABel

機能

機能

構文
例

各チャネルの垂直軸に関するすべての設定値を問い合わせます。
:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4):CHANNEL? -> :CHANNEL1:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;
LSCALE:MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "V";:CHANNEL1:
LABEL "CH1"

構文

例

解説

:CHANnel<x>:BWIDth
機能
構文

例

各チャネルの入力フィルタを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:BWIDth {FULL|<周波数>}:CHANnel<x>:BWIDth?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4){<周波数>}＝20MHz,100MHz:CHANNEL1:BWIDTH FULL
:CHANNEL1:BWIDTH? -> :CHANNEL1:
BWIDTH FULL

:CHANnel<x>:LSCale?
機能
構文例

各チャネルのリニアスケーリングに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CHANnel<x>:LSCale?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4):CHANNEL1:LSCALE? ->:CHANNEL1:LSCALE:MODE 1;AVALUE
1.00000E+00;BVALUE 0.00000E+00;UNIT "V":CHANnel<x>:COUPling:CHANnel<x>:LSCale:AVALue

機能

機能
構文

構文

例

各チャネルの入力カップリングを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:COUPling {AC|DC|DC50|GND}:CHANnel<x>:COUPling?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4):CHANNEL1:COUPLING DC:CHANNEL1:COUPLING? ->:CHANNEL1:COUPLING DC

例:CHANnel<x>:LSCale:BVALue

機能
構文

機能
構文

例

解説

例

構文

例

IM 701450-17

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

付
索

オフセット値Bを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:LSCale:BVALue {<NRf>}:CHANnel<x>:LSCale:BVALue?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<NRf>＝−9.9999E+30〜9.9999E+30:CHANNEL1:LSCALE:BVALUE 10:CHANNEL1:LSCALE:BVALUE? ->:CHANNEL:LSCALE:BVALUE 10.0000E+00:CHANnel<x>:LSCale:MODE
機能

2

7

スケーリング係数Aを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:LSCale:AVALue {<NRf>}:CHANnel<x>:LSCale:AVALue?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<NRf>＝−9.9999E+30〜9.9999E+30:CHANNEL1:LSCALE:AVALUE 10:CHANNEL1:LSCALE:AVALUE? ->:CHANNEL:LSCALE:AVALUE 10.0000E+00:CHANnel<x>:DISPlay
各チャネルのON/OFFを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:DISPlay {<Boolean>}:CHANnel<x>:DISPlay?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4):CHANNEL1:DISPLAY ON:CHANNEL1:DISPLAY? -> :CHANNEL1:DISPLAY 1「:CHANnel<x>:MODE」でも同じ設定/問い合わせができます。

1

各チャネルの波形ラベル名を設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:LABel {<文字列>}:CHANnel<x>:LABel?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<文字列>＝8文字以内:CHANNEL1:LABEL "CH1":CHANNEL1:LABEL? -> :CHANNEL1:LABEL"CH1"
本体画面に表示されるキーボード以外の文字や記号は使用できません。
ASCIIコードで表すと「Ω」は「1EH」，「µ」は「1FH」になります。

リニアスケーリングのON/OFFを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:LSCale:MODE {<Boolean>}:CHANnel<x>:LSCale:MODE?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4):CHANNEL1:LSCALE:MODE ON:CHANNEL1:LSCALE:MODE? ->:CHANNEL1:LSCALE:MODE 1

5-23

5.5 CHANnelグループ:CHANnel<x>:LSCale:UNIT:CHANnel<x>:PROBe

機能

機能

構文

例

解説

スケーリング変換した値の単位を設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:LSCale:UNIT {<文字列>}:CHANnel<x>:LSCale:UNIT?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<文字列>＝4文字以内:CHANNEL1:LSCALE:UNIT "EU":CHANNEL1:LSCALE:UNIT? ->:CHANNEL1:LSCALE:UNIT "EU"
本体画面に表示されるキーボード以外の文字や記号は使用できません。
ASCIIコードで表すと「Ω」は「1EH」，「µ」は「1FH」になります。
単位によってスケール値に影響をおよぼすことはありません。

:CHANnel<x>:MODE
機能
構文

例
解説

各チャネルのON/OFFを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:MODE {<Boolean>}:CHANnel<x>:MODE?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4):CHANNEL1:MODE ON:CHANNEL1:MODE? -> :CHANNEL1:MODE 1「:CHANnel<x>:DISPlay」でも同じ設定/問い合
わせができます。

構文例
解説

各チャネルのプローブの減衰比/電流-電圧換算比を設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:PROBe {<NRf>}:CHANnel<x>:PROBe?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<NRf>＝1，10，100，1000(本体ユーザーズマ
ニュアル参照):CHANNEL1:PROBE 1:CHANNEL1:PROBE? -> :CHANNEL1:PROBE 1
電流プローブの「700937」使用時は「C10」，「701930」使用時は「C100」に設定してください。

:CHANnel<x>:VARiable
機能
構文

例

解説

各チャネルの電圧軸感度をV/divの0.01ステップで設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:VARiable {<電圧>}:CHANnel<x>:VARiable?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照:CHANNEL1:VARIABLE 1V:CHANNEL1:VARIABLE? ->:CHANNEL1:VARIABLE 1.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

:CHANnel<x>:OFFSet:CHANnel<x>:VDIV

機能

機能

構文

例

解説

各チャネルのオフセット電圧を設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:OFFSet {<電圧>}:CHANnel<x>:OFFSet?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照:CHANNEL1:OFFSET 0V:CHANNEL1:OFFSET? ->:CHANNEL1:OFFSET 0.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

構文例

解説

各チャネルの電圧軸感度(V/div)を設定/問い合わします。
:CHANnel<x>:VDIV {<電圧>}:CHANnel<x>:VDIV?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<電圧>＝2mV〜10V(プローブの減衰比1：1のとき，本体ユーザーズマニュアル参照):CHANNEL1:VDIV 2V:CHANNEL1:VDIV? ->:CHANNEL1:VDIV 2.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

:CHANnel<x>:POSition
機能
構文

例

5-24

各チャネルの垂直ポジションを設定/問い合わせします。
:CHANnel<x>:POSition {<NRf>}:CHANnel<x>:POSition?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<NRf>＝−4〜4div(1/100ステップ):CHANNEL1:POSITION 1:CHANNEL1:POSITION? ->:CHANNEL1:POSITION 1.00E+00

IM 701450-17

5.6 CLEarグループ

1

5.6 CLEarグループ
CLEarグループは，クリアトレースを実行するグループです。フロントパネルのCLEAR TRACEと同じ内容を実行できます。
:CLEar2:CLEar
機能
構文例

クリアトレースを実行します。
:CLEar:CLEAR

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

IM 701450-17

5-25

5.7

COMMunicateグループ

5.7 COMMunicateグループ
COMMunicateグループは，通信に関するグループです。このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。
;:COMMunicate:

HEADer<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LOCKout<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

<Space>OPSE<Register>
?

OPSR

?
<Space>OVERlap<Register>?

REMote<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

STATusVERBose?
<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

WAIT

<Space>?

<Register>?

:COMMunicate?

:COMMunicate:LOCKout

機能
構文
例

機能
構文

通信に関するすべての設定値を問い合わせます。
:COMMunicate?
:COMMUNICATE? -> :COMMUNICATE:HEADER 1;
OPSE 352;OVERLAP 352;VERBOSE 1

例:COMMunicate:HEADer
機能

構文
例

5-26

クエリに対する応答を，ヘッダを付けて返送するか(例 CHANNEL1:VOLTAGE:PROBE 10)，付けないで返送するか(例 10)を設定/問い合わせします。
:COMMunicate:HEADer {<Boolean>}:COMMunicate:HEADer?
:COMMUNICATE:HEADER ON:COMMUNICATE:HEADER? ->:COMMUNICATE:HEADER 1

解説

ローカルロックアウトを設定/解除します。
:COMMunicate:LOCKout {<Boolean>}:COMMunicate:LOCKout?
:COMMUNICATE:LOCKOUT ON:COMMUNICATE:LOCKOUT? ->:COMMUNICATE:LOCKOUT 1
USB，またはイーサネットインタフェース(オプション)のコマンドです。

IM 701450-17

5.7:COMMunicate:OPSE (Operation Pending
Status Enable register)
機能
構文

例

解説

*OPC，*OPC?，*WAIの対象となるオーバラップコ
マンドを設定/問い合わせします。
:COMMunicate:OPSE <Register>:COMMunicate:OPSE?
<Register>＝0〜65535，:COMMunicate:WAIT?
コマンドの図参照:COMMUNICATE:OPSE 65535:COMMUNICATE:OPSE? ->:COMMUNICATE:OPSE 352
上の例では，全ビットを1にして，すべてのオーバ
ラップコマンドを対象にしています。ただし，0固定のビットは1にならないので，問い合わせに対してはビット5，6，8だけが1になっています。

:COMMunicate:OPSR?
(Operation Pending Status Register)
機能
構文
例
解説

機能
構文

例

解説

オーバラップ動作にするコマンドを設定/問い合わせします。
:COMMunicate:OVERlap <Register>:COMMunicate:OVERlap?
<Register>＝0〜65535，:COMMunicate:WAIT?
コマンドの図参照:COMMUNICATE:OVERLAP 65535:COMMUNICATE:OVERLAP? ->:COMMUNICATE:OVERLAP 352
・上の例では，全ビットを1にして，すべてのオー
バラップコマンドを対象にしています。ただし，0固定のビットは1にならないので，問い合わせに
対してはビット5，6，8だけが1になっています。
・:COMMunicate:OVERlapを使った同期のとり方については，4-7ページを参照してください。
・上の例では，ビット5，6，8を1にして，すべてのオーバラップコマンドを対象にしています(:COMMunicate:WAIT?コマンドの図参照)。

IM 701450-17

1:COMMunicate:REMote
機能
構文
例

解説

リモート/ローカルを設定します。ONのときにリモートになります。
:COMMunicate:REMote {<Boolean>}:COMMunicate:REMote?
:COMMUNICATE:REMOTE ON:COMMUNICATE:REMOTE? ->:COMMUNICATE:REMOTE 1
USB，またはイーサネットインタフェース(オプション)のコマンドです。

:COMMunicate:STATus?
機能
構文
例
解説

オペレーションペンディングステータスレジスタの値を問い合わせます。
:COMMunicate:OPSR?
:COMMUNICATE:OPSR? -> 0
オペレーションペンディングステータスレジスタについては，:COMMunicate:WAIT?コマンドの図を参照してください。

:COMMunicate:OVERlap

COMMunicateグループ

回線固有のステータスを問い合わせます。
:COMMunicate:STATus?
:COMMUNICATE:STATUS? ->:COMMUNICATE:STATUS 0
ステータスの各ビットの意味は次のとおりです。
ビット
GP-IB
0
回復不能な送信エラー
1
常に0
2
常に0
3〜
常に0
USB，ネットワークでは，常に0が返ります。
ステータスは要因が発生したときに該当するビットがセットされ，読むとクリアされます。

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7

:COMMunicate:VERBose
機能

構文
例

クエリに対する応答を，フルスペルで返送するか(例
CHANNEL1:VOLTAGE:PROBE 10)，省略形で返送するか(例 CHAN:PROB 10)を設定/問い合わせします。
:COMMunicate:VERBose {<Boolean>}:COMMunicate:VERBose?
:COMMUNICATE:VERBOSE ON:COMMUNICATE:VERBOSE? ->:COMMUNICATE:VERBOSE 1:COMMunicate:WAIT
機能
構文

例
解説

指定された拡張イベントのどれかが発生するのを待ちます。
:COMMunicate:WAIT <Register><Register>＝0〜65535 (拡張イベントレジスタ，
6-4ページ参照):COMMUNICATE:WAIT 65535:COMMunicate:WAITを使った同期のとり方については，4-8ページを参照してください。

5-27

付
索

5.7

COMMunicateグループ:COMMunicate:WAIT?
機能
構文

例

指定された拡張イベントのどれかが発生したときに応答を作成します。
:COMMunicate:WAIT? <Register><Register>＝0〜65535(拡張イベントレジスタ，64ページ参照):COMMUNICATE:WAIT? 65535 -> 1
オペレーションペンディングステータスレジスタ/
オーバラップイネーブルレジスタ
15
0

14
0

13
0

12 11 100 SCH 0

9
8
0 HST

7
6
5
4
0 ACS PRN 0

3
0

2
0

1
0

0
0

ビット5(PRN)＝1のとき :内蔵プリンタ動作未完了
ビット6(ACS)＝1のとき :メディアへのアクセス未完了
ビット8(HST)＝1のとき :ヒストリ検索実行未完了
ビット11(SCH)＝1のとき :エッジ/パターン検索実行未完了

5-28

IM 701450-17

5.8 CURSorグループ

1

5.8 CURSorグループ
CURSorグループは，カーソル測定に関するグループです。フロントパネルのCURSORと同じ設定，および設定内
容・測定値の問い合わせができます。

2

;
;
;

:CURSor:TY:

DEGRee

:

DX

?

DY

?

JUMP

<Space>

3

C1_Z1
C1_Z2
C2_Z1
C2_Z2

POSition<x><Space>

4

<NRf>
?

REFerence<x><Space><NRf>?

RVALue<Space>

5

<NRf>
?

TRACe

<Space>

コ
マ
ン
6
ド

ALL
<NRf>

<x>

MATH
PODA
PODB

7

PODA_PODB
?
X

<x>

?

Y

<x>

?

付

?
;

HORizontal:

DY

POSition?

<x><Space>

<NRf>
?

TRACe

<Space>

索

<NRf>

MATH

<x>

?
Y

<x>

?

?
;

LOGic

:

FORMat<Space>BINary

HEXa
?
ORDer

<Space>

A0_B7

B7_A0
?
?

IM 701450-17

5-29

5.8 CURSorグループ;

MARKer

:

DX

<x>

?

DY

<x>

?

M

<x>

:

;

JUMP

<Space>

Z1

POSition<Space>

<NRf>

TRACe

<Space>

Z2

?
<NRf>

MATH

<x>

?
?
X

<x>

?

Y

<x>

?

?
TYPE

<Space>OFF
HORizontal
VERTical
MARKer
DEGRee?

;VERTical

:

DX

?

DY

?

JUMP

<Space>

C1_Z1
C1_Z2
C2_Z1
C2_Z2

PERDt
POSition?
<x><Space>

<NRf>
?

TRACe

<Space>

ALL
<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB
PODA_PODB
?
X

<x>

?

Y

<x>

?

?
?

5-30

IM 701450-17

5.8 CURSorグループ

1

;
;

XY

:

HORizontal

:

DY

?

POSition<x><Space>

<NRf>

2

?
<Space>

TRACe

XY1
XY2
?

Y

<x>

3

?

?
;

MARKerPOSition:<Space>

<NRf>
?

T

4

?

TRACe

<Space>

XY1
XY2
?

X

?

Y

?

5
コ
マ
ン
6
ド

?
TYPE

<Space>OFF
HORizontal
VERTical
MARKer?

7;

VERTical:DX?

POSition<x><Space>

<NRf>
?

TRACe

<Space>

付

XY1
XY2
?

X

<x>

?

?

索

?
?

IM 701450-17

5-31

5.8 CURSorグループ:CURSor?

:CURSor:TY:DEGRee?

機能

機能

構文
例

カーソル測定に関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor?
:CURSOR? -> :CURSOR:TY:TYPE OFF;HORIZONTAL:TRACE 1;POSITION1 3.00;
POSITION2 -3.00;:CURSOR:TY:VERTICAL:TRACE 1;POSITION1 -4.0000000;
POSITION2 4.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:
M1:TRACE 1;POSITION -3.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:M2:TRACE 2;
POSITION -1.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:
M3:TRACE 3;POSITION 1.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:M4:TRACE 4;
POSITION 3.0000000;:CURSOR:TY:DEGREE:
TRACE 1;POSITION1 -4.0000000;
POSITION2 4.0000000;
REFERENCE1 -2.0000000;
REFERENCE2 2.0000000;RVALUE 90;:CURSOR:XY:TYPE OFF;HORIZONTAL:TRACE XY1;POSITION1 3.00;POSITION2 -3.00;:
CURSOR:XY:VERTICAL:TRACE XY1;POSITION1 -3.00;POSITION2 3.00;:
CURSOR:XY:MARKER:TRACE XY1;POSITION -3.0000000:CURSor:TY?
機能
構文
例

5-32

T-Y表示のカーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:TY?
:CURSOR:TY? -> :CURSOR:TY:TYPE OFF;HORIZONTAL:TRACE 1;POSITION1 3.00;
POSITION2 -3.00;:CURSOR:TY:VERTICAL:TRACE 1;POSITION1 -4.0000000;
POSITION2 4.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:
M1:TRACE 1;POSITION -3.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:M2:TRACE 2;
POSITION -1.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:
M3:TRACE 3;POSITION
1.0000000;:CURSOR:TY:
MARKER:M4:TRACE 4;POSITION 3.0000000;:CURSOR:TY:DEGREE:TRACE 1;
POSITION1 -4.0000000;
POSITION2 4.0000000;
REFERENCE1 -2.0000000;
REFERENCE2 2.0000000;RVALUE 90

構文例

T-Y表示の角度カーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:TY:DEGree?
:CURSOR:TY:DEGREE? ->:CURSOR:TY:DEGREE:TRACE 1;
POSITION1 -4.0000000;
POSITION2 4.0000000;
REFERENCE1 -2.0000000;
REFERENCE2 2.0000000;RVALUE 90:CURSor:TY:DEGRee:DX?
機能
構文
例

T-Y表示の角度カーソル間の角度差∆D値を問い合わせます。
:CURSor:TY:DEGRee:DX?
:CURSOR:TY:DEGREE:DX? ->:CURSOR:TY:DEGREE:DX 180.00000E+00:CURSor:TY:DEGRee:DY?
機能構文
例

T-Y表示の角度カーソル間の∆V値を問い合わせます。
:CURSor:TY:DEGRee:DY?
:CURSOR:TY:DEGREE:DY? ->:CURSOR:TY:DEGREE:DY 6.2500000E-03:CURSor:TY:DEGRee:JUMP
機能
構文
例
解説

T-Y表示の角度カーソルを指定したズーム波形上にジャンプさせます。
:CURSor:TY:DEGRee:JUMP{C1_Z1|C1_Z2|C2_Z1|C2_Z2}:CURSOR:TY:DEGREE:JUMP C1_Z1
ズーム波形の中央位置にジャンプします。
C1，C2は，Cursor1，Cursor2を示します。

:CURSor:TY:DEGRee:POSition<x>
機能
構文

例

T-Y表示の角度カーソルの位置を設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:DEGRee:POSition<x> {<NRf>}:CURSor:TY:DEGRee:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5(10div/表示レコード長ステップ):CURSOR:TY:DEGREE:POSITION1 2:CURSOR:TY:DEGREE:POSITION1? ->:CURSOR:TY:DEGREE:POSITION1 2.0000000

IM 701450-17

5.8 CURSorグループ:CURSor:TY:DEGRee:REFerence<x>:CURSor:TY:HORizontal?

機能

機能

構文

例

T-Y表示の角度カーソルの測定の基準になるゼロ点(Reference1)または終点(Reference2)の位置を設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:DEGRee:REFerence<x> {<NRf>}:CURSor:TY:DEGRee:REFerence<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5(10div/表示レコード長ステップ):CURSOR:TY:DEGREE:REFERENCE1 -1:CURSOR:TY:DEGREE:REFERENCE1? ->:CURSOR:TY:DEGREE:REFERENCE1 -1.0000000

構文
例

機能
構文
例

機能
構文

解説

例

構文

:CURSor:TY:DEGRee:TRACe
機能
構文

例

解説

T-Y表示の角度カーソルの対象波形を設定/問い合わ
せします。
:CURSor:TY:DEGRee:TRACe{<NRf>|MATH<x>|PODA|PODB|PODA_PODB|ALL}:CURSor:TY:DEGRee:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:CURSOR:TY:DEGREE:TRACE 1:CURSOR:TY:DEGREE:TRACE? ->:CURSOR:TY:DEGREE:TRACE 1
PODA，PODB，PODA̲PODBは，ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

例

解説

例

T-Y表示の角度カーソルの角度を問い合わせます。
:CURSor:TY:DEGRee:X<x>?
<x>＝1，2(Cursor1カーソルの問い合わせ例です。):CURSOR:TY:DEGREE:X1? ->:CURSOR:TY:DEGREE:X1 -120.00000E+00

T-Y表示の水平カーソルの位置を設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:HORizontal:POSition<x>{<NRf>}:CURSor:TY:HORizontal:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−4〜4div(1/100ステップ):CURSOR:TY:HORIZONTAL:POSITION1 2:CURSOR:TY:HORIZONTAL:POSITION1? ->:CURSOR:TY:HORIZONTAL:POSITION1 2.00
<NRf>は，小数点以下2桁まで有効です。

:CURSor:TY:HORizontal:TRACe
機能
構文:CURSor:TY:DEGRee:X<x>?
機能
構文

T-Y表示の水平カーソル間のY軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:HORizontal:DY?
:CURSOR:TY:HORIZONTAL:DY? ->:CURSOR:TY:HORIZONTAL:DY 3.0000000E+00
リニアスケーリングがONの時は，スケーリング値の問い合わせになります。

:CURSor:TY:HORizontal:POSition<x>機能例

T-Y表示の水平カーソルの対象波形を設定/問い合わ
せします。
:CURSor:TY:HORizontal:TRACe{<NRf>|MATH<x>}:CURSor:TY:HORizontal:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:CURSOR:TY:HORIZONTAL:TRACE 1:CURSOR:TY:HORIZONTAL:TRACE? ->:CURSOR:TY:HORIZONTAL:TRACE 1:CURSor:TY:HORizontal:Y<x>?
:CURSor:TY:DEGRee:Y<x>?
機能
構文
例

T-Y表示の角度カーソルの電圧値を問い合わせます。
:CURSor:TY:DEGRee:Y<x>?
<x>＝1，2(Cursor1カーソルの問い合わせ例です。):CURSOR:TY:DEGREE:Y1? ->:CURSOR:TY:DEGREE:Y1 10.000000E-03

IM 701450-17

機能
構文
例
解説

2
3

:CURSor:TY:HORizontal:DY?

:CURsor:TY:DEGRee:RVALue
角度カーソルの基準角度を設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:DEGRee:RVALue {<NRf>}:CURSor:TY:DEGRee:RVALue?
<NRf>＝1〜720:CURSOR:TY:DEGREE:RVALUE 180:CURSOR:TY:DEGREE:RVALUE? ->:CURSOR:TY:DEGREE:RVALUE 180

1

T-Y表示の水平カーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:TY:HORizontal?
:CURSOR:TY:HORIZONTAL? ->:CURSOR:TY:HORIZONTAL:TRACE 1;
POSITION1 3.00;POSITION2 -3.00

T-Y表示の水平カーソルのY軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:HORizontal:Y<x>?
<x>＝1，2:CURSOR:TY:HORIZONTAL:Y1? ->:CURSOR:TY:HORIZONTAL:Y1 -1.5000000E+00
リニアスケーリングがONの時はスケーリング値の問い合わせになります。

5-33

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.8 CURSorグループ:CURSor:TY:LOGic?

:CURSor:TY:MARKer:DY<x>?

機能

機能

構文
例

T-Y表示のロジックに関するすべての設定を問い合わせます。
:CURSor:TY:LOGic?
:CURSOR:TY:LOGIC:? -> :CURSOR:TY:LOGIC:FORMAT BINARY;ORDER A0_B7:CURSor:TY:LOGic:FORMat
機能構文
例

T-Y表示のロジック表示の数値表現を設定/問い合わ
せします。
:CURSor:TY:LOGic:FORMat {BINary|HEXa}:CURSor:TY:LOGic:FORMat?
:CURSOR:TY:LOGIC:FORMAT BINARY:CURSOR:TY:LOGIC:FORMAT? ->:CURSOR:TY:LOGIC:FORMAT BINARY

構文
例
解説

:CURSor:TY:MARKer:M<x>?
機能
構文
例:CURSor:TY:LOGic:ORDer
機能
構文
例

T-Y表示のロジック表示の上/下位ビットを設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:LOGic:ORDer {A0_B7|B7_A0}:CURSor:TY:LOGic:ORDer?
:CURSOR:TY:LOGIC:ORDER A0_B7:CURSOR:TY:LOGIC:ORDER? ->:CURSOR:TY:LOGIC:ORDER A0_B7:CURSor:TY:MARKer?
機能
構文
例

T-Y表示のマーカーカーソルに関するすべての設定
値を問い合わせます。
:CURSor:TY:MARKer?
:CURSOR:TY:MARKER? ->:CURSOR:TY:MARKER:M1:TRACE 1;
POSITION -3.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:
M2:TRACE 2;POSITION -1.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:M3:TRACE 3;
POSITION 1.0000000;:CURSOR:TY:MARKER:
M4:TRACE 4;POSITION 3.0000000

構文
例
解説

5-34

T-Y表示のマーカーカーソル間のX軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:MARKer:DX<x>?
<x>＝1〜4:CURSOR:TY:MARKER:DX1? ->:CURSOR:TY:MARKER:DX1 0.0000000E+00
・タイムベースが内部クロックの場合
タイムドメインの場合はマーカー間の時間，周波数ドメインの場合はマーカー間の周波数の問い合
わせになります。
・タイムベースが外部クロックの場合
マーカーカーソル間の点数の問い合わせになります。

指定したマーカーカーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:TY:MARKer:M<x>?
<x>＝1〜4:CURSOR:TY:MARKER:M1? ->CURSOR:TY:MARKER:M1:TRACE 1:
POSITION -3.0000000:CURSor:TY:MARKer:M<x>:JUMP
機能
構文
例
解説

T-Y表示のマーカーカーソルを指定したズーム波形
表示枠にジャンプさせます。
:CURSor:MARKer:M<x>:JUMP {Z1|Z2}<x>＝1〜4:CURSOR:TY:MARKER:M1:JUMP Z1
ズーム波形の中央位置にジャンプします。

:CURSor:TY:MARKer:M<x>:POSition
機能
構文

例

:CURSor:TY:MARKer:DX<x>?
機能

T-Y表示のマーカーカーソル間のY軸の物理値を問い合わせます。
:CURSor:TY:MARKer:DY<x>?
<x>＝1〜4:CURSOR:TY:MARKER:DY2? ->:CURSOR:TY:MARKER:DY2 500.00000E-03
リニアスケーリングがONの時はスケーリング値の問い合わせになります。

T-Y表示のマーカーカーソルの位置のX軸値を設定/
問い合わせします。
:CURSor:TY:MARKer:M<x>:POSition {<NRf>}:CURSor:TY:MARKer:M<x>:POSition?
M<x>の<x>＝1〜4<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):CURSOR:TY:MARKER:M1:POSITION -1:CURSOR:TY:MARKER:M1:POSITION? ->:CURSOR:TY:MARKER:M1:
POSITION -1.0000000:CURSor:TY:MARKer:M<x>:TRACe
機能
構文

例

T-Y表示のマーカーカーソルの対象波形を設定/問い
合わせします。
:CURSor:TY:MARKer:M<x>:TRACe{<NRf>|MATH<x>}:CURSor:TY:MARKer:M<x>:TRACe?
M<x>の<x>＝1〜4<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:CURSOR:TY:MARKER:M1:TRACE1 1:CURSOR:TY:MARKER:M1:TRACE1? ->:CURSOR:TY:MARKER:M1:TRACE1 1

IM 701450-17

5.8 CURSorグループ:CURSor:TY:MARKer:X<x>?

:CURSor:TY:VERTical:DX?

機能

機能

構文
例
解説

T-Y表示のマーカーカーソルの位置のX軸値を問い合
わせます。
:CURSor:TY:MARKer:X<x>?
<x>＝1〜4:CURSOR:TY:MARKER:X1? ->:CURSOR:TY:MARKER:X1 -4.5000E-03
・タイムベースが内部クロックの場合
タイムドメインの場合は時間，周波数ドメインの場合は周波数の問い合わせになります。
・タイムベースが外部クロックの場合
タイムドメインの場合はディレイ0を基準にした点数，周波数ドメインの場合はメモリの先頭を基準にした点数の問い合わせになります。

構文
例
解説

1

T-Y表示の垂直カーソル間のX軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:VERTical:DX?
:CURSOR:TY:VERTICAL:DX? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:DX 2.50E-06
・タイムベースが内部クロックの場合
タイムドメインの場合はマーカー間の時間，周波数ドメインの場合はマーカー間の周波数の問い合
わせになります。
・タイムベースが外部クロックの場合
マーカーカーソル間の点数の問い合わせになりま
す。

2
3
4

:CURSor:TY:VERTical:DY?
:CURSor:TY:MARKer:Y<x>?
機能
構文
例
解説

T-Y表示のマーカーカーソルの位置のY軸値を問い合
わせます。
:CURSor:TY:MARKer:Y<x>?
<x>＝1〜4:CURSOR:TY:MARKER:Y1? ->:CURSOR:TY:MARKER:Y1 1.5000E-03
リニアスケーリングがONの時はスケーリング値の問い合わせになります。

機能
構文
例
解説

:CURSor:TY:VERTical:JUMP機能:CURSor:TY:TYPE
機能
構文

例

T-Y表示のカーソルの種類を設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:TYPE{OFF|HORizontal|VERTical|MARKer|DEGRee}:CURSor:TY:TYPE?
:CURSOR:TY:TYPE HORIZONTAL:CURSor:TY:TYPE? ->:CURSOR:TY:TYPE HORIZONTAL

構文
例
解説

機能

構文
例

T-Y表示の垂直カーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:TY:VERTical?
:CURSOR:TY:VERTICAL ->:CURSOR:TY:VERTICAL:TRACE 1;
POSITION1 -4.0000000;
POSITION2 4.0000000

構文
例
解説

構文

例

IM 701450-17

T-Y表示の垂直カーソル間の1/∆T値を問い合わせます。
:CURSor:TY:VERTical:PERDt?
:CURSOR:TY:VERTICAL:PERDT? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:PERDT 2.50E+06
対象トレースが周波数ドメインの場合は「NAN(Not
A Number)」が返されます。

:CURSor:TY:VERTical:POSition<x>
機能

5
コ
マ
ン
6
ド

7

T-Y表示の垂直カーソルを指定したズーム波形上にジャンプさせます。
:CURSor:TY:VERTical:JUMP{C1_Z1|C1_Z2|C2_Z1|C2_Z2}:CURSOR:TY:VERTICAL:JUMP C1_Z1
ズーム波形の中央位置にジャンプします。
C1，C2は，VカーソルのCursor1，Cursor2を示します。

:CURSor:TY:VERTical:PERDt?

:CURSor:TY:VERTical?
機能

T-Y表示の垂直カーソル間のY軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:VERTical:DY?
:CURSOR:TY:VERTICAL:DY? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:DY 1.50E+03
YトレースのリニアスケーリングがONの時はスケー
リング値の問い合わせになります。

T-Y表示の垂直カーソルの位置を設定/問い合わせします。
:CURSor:TY:VERTical:POSition<x> {<NRf>}:CURSor:TY:VERTical:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):CURSOR:TY:VERTICAL:POSITION1 2:CURSOR:TY:VERTICAL:POSITION1? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:POSITION1 2.00E+00

5-35

付
索

5.8 CURSorグループ:CURSor:TY:VERTical:TRACe:CURSor:XY:HORizontal:DY?

機能

機能

構文

例

解説

T-Y表示の垂直カーソルの対象波形を設定/問い合わ
せします。
:CURSor:TY:VERTical:TRACe{<NRf>|MATH<x>|PODA|PODB|PODA_PODB|ALL}:CURSor:TY:VERTical:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:CURSOR:TY:VERTICAL:TRACE 1:CURSOR:TY:VERTICAL:TRACE? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:TRACE 1
PODA，PODB，PODA̲PODBは，ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

構文
例
解説

:CURSor:XY:HORizontal:POSition<x>
機能
構文:CURSor:TY:VERTical:X<x>?
機能
構文
例
解説

T-Y表示の垂直カーソル位置のX軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:VERTical:X<x>?
<x>＝1，2:CURSOR:TY:VERTICAL:X1? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:X1 -2.50E-06
・タイムベースが内部クロックの場合
タイムドメインの場合は時間，周波数ドメインの場合は周波数の問い合わせになります。
・タイムベースが外部クロックの場合
タイムドメインの場合はディレイ0を基準にした点数，周波数ドメインの場合はメモリの先頭を基準にした点数の問い合わせになります。

X-Y表示の水平カーソル間のY軸値を問い合わせます。
:CURSor:XY:HORizontal:DY?
:CURSOR:XY:HORIZONTAL:DY? ->:CURSOR:XY:HORIZONTAL:DY 3.0000000E+00
リニアスケーリングがONの時は，スケーリング値の問い合わせになります。

例

X-Y表示の水平カーソルの位置を設定/問い合わせします。
:CURSor:XY:HORizontal:
POSition<x> {<NRf>}:CURSor:XY:HORizontal:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−4〜4div(1/100ステップ):CURSOR:XY:HORIZONTAL:POSITION1 2:CURSOR:XY:HORIZONTAL:POSITION1? ->:CURSOR:XY:HORIZONTAL:POSITION1 2.00

:CURSor:XY:HORizontal:TRACe
機能
構文
例

X-Y表示の水平カーソルの対象波形を設定/問い合わ
せします。
:CURSor:XY:HORizontal:TRACe {XY1|XY2}:CURSor:XY:HORizontal:TRACe?
:CURSOR:XY:HORIZONTAL:TRACE XY1:CURSOR:XY:HORIZONTAL:TRACE? ->:CURSOR:XY:HORIZONTAL:TRACE XY1:CURSor:TY:VERTical:Y<x>?
機能
構文
例

T-Y表示の垂直カーソル位置のY軸値を問い合わせます。
:CURSor:TY:VERTical:Y<x>?
<x>＝1，2:CURSOR:TY:VERTICAL:Y1? ->:CURSOR:TY:VERTICAL:Y1 2.50E+03:CURSor:XY:HORizontal:Y?
機能
構文
例
解説

X-Y表示の水平カーソルのY軸値を問い合わせます。
:CURSor:XY:HORizontal:Y?
:CURSOR:TY:HORIZONTAL:Y? ->:CURSOR:TY:HORIZONTAL:Y -1.5000000E+00
リニアスケーリングがONの時はスケーリング値の問い合わせになります。

:CURSor:XY?
機能構文
例

X-Y表示のカーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:XY?
:CURSOR:XY? -> :CURSOR:XY:TYPE OFF;HORIZONTAL:TRACE XY1;POSITION1 3.00;
POSITION2 -3.00;:CURSOR:XY:VERTICAL:TRACE XY1;POSITION1 -3.00;
POSITION2 3.00;:CURSOR:XY:MARKER:TRACE XY1;POSITION -3.0000000:CURSor:XY:HORizontal?
機能
構文
例

5-36

X-Y表示の水平カーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:XY:HORizontal?
:CURSOR:XY:HORIZONTAL? ->:CURSOR:XY:HORIZONTAL:TRACE XY1;POSITION1 3.00;POSITION2 -3.00:CURSor:XY:MARKer?
機能
構文
例

X-Y表示のマーカーカーソルに関するすべての設定
値を問い合わせます。
:CURSor:XY:MARKer?
:CURSOR:XY:MARKER? ->:CURSOR:XY:MARKER:DISPLAY 1;TRACE XY1;POSITION -3.0000000:CURSor:XY:MARKer:POSition
機能
構文

例

X-Y表示のマーカーカーソルの位置のX軸値を設定/
問い合わせします。
:CURSor:XY:MARKer:POSition {<NRf>}:CURSor:XY:MARKer:POSition?
<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):CURSOR:XY:MARKER:POSITION -1:CURSOR:XY:MARKER:POSITION? ->:CURSOR:XY:MARKER:POSITION -1.0000000
IM 701450-17

5.8 CURSorグループ:CURSor:XY:MARKer:T?

:CURSor:XY:VERTical:DX?

機能

機能

構文
例

X-Y表示のマーカーカーソルの時間値を問い合わせます。
:CURsor:XY:MARKer:T?
:CURSOR:XY:MARKER:T? ->:CURSOR:XY:MARKER:T 100.00E-03

構文
例
解説

:CURSor:XY:MARKer:TRACe
機能
構文
例

X-Y表示のマーカーカーソルの対象波形を設定/問い
合わせします。
:CURSor:XY:MARKer:TRACe {XY1|XY2}:CURSor:XY:MARKer:TRACe?
:CURSOR:XY:MARKER:TRACE XY1:CURSOR:XY:MARKER:TRACE? ->:CURSOR:XY:MARKER:TRACE XY1:CURSor:XY:MARKer:X?
機能
構文
例
解説

X-Y表示のマーカーカーソルの位置のX軸値を問い合
わせます。
:CURSor:XY:MARKer:X?
:CURSOR:XY:MARKER:X1? ->:CURSOR:XY:MARKER:X -4.5000E-03
リニアスケーリングがONの時はスケーリング値の問い合わせになります。

:CURSor:XY:MARKer:Y?
機能
構文
例
解説

X-Y表示のマーカーカーソルの位置のY軸値を問い合
わせます。
:CURSor:XY:MARKer:Y?
:CURSOR:XY:MARKER:Y? ->:CURSOR:XY:MARKER:Y 1.5000E-03
リニアスケーリングがONの時はスケーリング値の問い合わせになります。

:CURSor:XY:TYPE
機能
構文

例

X-Y表示のカーソルの種類を設定/問い合わせします。
:CURSor:XY:TYPE{OFF|HORizontal|VERTical|MARKer}:CURSor:XY:TYPE?
:CURSOR:XY:TYPE VERTICAL:CURSor:XY:TYPE? ->:CURSOR:XY:TYPE VERTICAL

1

X-Y表示の垂直カーソル間のX軸値を問い合わせます。
:CURSor:XY:VERTical:DX?
:CURSOR:XY:VERTICAL:DX? ->:CURSOR:XY:VERTICAL:DX 2.50E-06
XトレースがリニアスケーリングがONの時はスケー
リング値の問い合わせになります。

構文
例

機能
構文

例

X-Y表示の垂直カーソルの位置を設定/問い合わせします。
:CURSor:XY:VERTical:POSition<x> {<NRf>}:CURSor:XY:VERTical:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−4〜4div(1/100ステップ):CURSOR:XY:VERTICAL:POSITION1 2:CURSOR:XY:VERTICAL:POSITION1? ->:CURSOR:XY:VERTICAL:POSITION1 2.00E+00:CURSor:XY:VERTical:TRACe
機能
構文
例

X-Y表示の垂直カーソルの対象波形を設定/問い合わ
せします。
:CURSor:XY:VERTical:TRACe {XY1|XY2}:CURSor:XY:VERTical:TRACe?
:CURSOR:XY:VERTICAL:TRACE XY1:CURSOR:XY:VERTICAL:TRACE? ->:CURSOR:XY:VERTICAL:TRACE XY1

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

:CURSor:XY:VERTical:X<x>?
機能
構文
例

X-Y表示の垂直カーソル位置のX軸値を問い合わせます。
:CURSor:XY:VERTical:X<x>?
<x>＝1，2:CURSOR:XY:VERTICAL:X1? ->:CURSOR:XY:VERTICAL:X1 -2.50E-06

X-Y表示の垂直カーソルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:CURSor:XY:VERTical?
:CURSOR:XY:VERTICAL ->:CURSOR:XY:VERTICAL:TRACE XY1;POSITION1 -3.00;POSITION2 3.00

IM 701450-17

3:CURSor:XY:VERTical:POSition<x>:CURSor:XY:VERTical?
機能

2

5-37

索

5.9 DISPlayグループ

5.9 DISPlayグループ
DISPlayグループは，画面表示に関するグループです。フロントパネルのMISCのGraph Colorメニューと同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。
;;:DISPlay:

ACCumlate

:

COLor

<Space>

<NRf>
?

MODE

<Space>OFF
PERSistence
COLor?

PERSistence<Space><時間>
INFinity
?
?

COLor

INTensity<Space>

RGB
?

;
;
RGB

:

MENU

:

BACK

<Space>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

?
DIALog<Space>?

FOCus<Space>?

FORE<Space>?

LINE<Space>?

SELect<Space>?

SHADow<Space>?

?

;OTHers:CURSor<Space>?

GRID<Space>?

MARKer<Space>?

SNAP<Space>
?

ZONE

<x>

<Space>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

?

?

5-38

IM 701450-17

5.9 DISPlayグループ

1;
WAVeform:

CHANnel<x><Space>BACK<Space>

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

?
,

<NRf>

,

<NRf>

2

?

MATH

<x>

<Space>PODA<Space>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

?

3

?
PODB

<Space>?

?

4?

FORMat<Space>SINGle
DUAL
TRIad

5

QUAD
HEXa

コ
マ
ン
6
ド

OCTA
?
GRATicule<Space>CROSshair
FRAMe
GRID
?

;

INTENsity:

CURSor<Space>GRID<Space>

7

<NRf>
?
<NRf>
?

MENU

<Space>SNAP<Space>

付

<NRf>
?
<NRf>
?

WAVeforn<Space>

索

<NRf>
?
?

INTERpolate<Space>

OFF
SINE
LINE
PULSe
?

MAPPing<Space>AUTO
FIXed
USERdefine?

;

SMAPping:

CHANnel<x><Space>

<NRf>
?

<x>

MATH

<Space><NRf>?
?

SVALue<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

IM 701450-17

5-39

5.9

DISPlayグループ
TLABel<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TRANslucent<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?

:DISPlay?

:DISPlay:ACCumulate:MODE

機能
構文
例

機能
構文

表示に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay?
:DISPLAY? -> :DISPLAY:FORMAT QUAD;INTERPOLATE SINE;GRATICULE GRID;SVALUE 0;TLABEL 0;ACCUMULATE:MODE OFF;PERSISTENCE 100.0E-03;COLOR 16;:DISPLAY:TRANSLUCENT 0;MAPPING AUTO;
SMAPPING:CHANNEL1 0;CHANNEL2 1;
CHANNEL3 2;CHANNEL4 3;CHANNEL5 4;CHANNEL6 5;CHANNEL7 6;CHANNEL8 7;
MATH1 0;MATH2 1;:DISPLAY:
COLOR INTENSITY;INTENSITY:MENU 10;
WAVEFORM 10;SNAP 10;GRID 10;CURSOR 10;:DISPLAY:RGB:MENU:FORE 15,15,15;
BACK 0,0,7;FOCUS 0,0,7;SELECT 0,7,15;
DIALOG 7,7,7;SHADOW 0,0,0;LINE 10,10,10;:DISPLAY:RGB:WAVEFORM:
CHANNEL1 12,12,0;CHANNEL2 0,12,0;
CHANNEL3 12,0,12;CHANNEL4 0,12,12;
CHANNEL5 12,0,0;CHANNEL6 12,8,0;
CHANNEL7 4,4,12;CHANNEL8 8,0,12;
MATH1 12,0,0;MATH2 12,8,0;PODA 4,4,12;
PODB 8,0,12;BACK 0,0,0;:DISPLAY:RGB:
OTHERS:SNAP 15,15,15;ZONE1 0,0,15;
ZONE2 15,4,11;ZONE3 11,15,4;
ZONE4 10,10,10;GRID 8,8,8;
CURSOR 13,13,13;MARKER 15,15,15:DISPlay:ACCumulate?
機能
構文例

波形の重ね描き表示に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay:ACCumulate?
:DISPLAY:ACCUMULATE? ->:DISPLAY:ACCUMULATE:MODE
OFF;PERSISTENCE 100.0E-03;COLOR 16:DISPlay:ACCumulate:COLor
機能
構文

例

5-40

カラーグレード幅を設定/問い合わせします。
:DISPlay:ACCumulate:COLor {<NRf>}:DISPlay:ACCumulate:COLor?
<NRf>＝2〜2048(2nステップ):DISPLAY:ACCUMULATE:COLOR 16:DISPLAY:ACCUMULATE:COLOR? ->:DISPLAY:ACCUMULATE:COLOR 16

例

アキュムレートモードを設定/問い合わせします。
:DISPlay:ACCumulate:MODE{OFF|COLor|PERSistence}:DISPlay:ACCumulate:MODE?
:DISPLAY:ACCUMULATE:MODE PERSISTENCE:DISPLAY:ACCUMULATE:MODE? ->:DISPLAY:ACCUMULATE:MODE PERSISTENCE:DISPlay:ACCumulate:PERSistence
機能
構文

例

アキュムレート時間を設定/問い合わせします。
:DISPlay:ACCumulate:PERSistence {<時間>|INFinity}:DISPlay:ACCumulate:PERSistence?
<時間>＝100ms〜50s(1-2-5ステップ):DISPLAY:ACCUMULATE:PERSISTENCE 100MS:DISPLAY:ACCUMULATE:PERSISTENCE? ->:DISPLAY:ACCUMULATE:PERSISTENCE 100.0E-03:DISPlay:COLor
機能
構文
例

画面の色をRGBで変更するか，輝度で変更するかを設定/問い合わせします。
:DISPlay:COLor {INTensity|RGB}:DISPlay:COLor?
:DISPLAY:COLOR INTENSITY:DISPLAY:COLOR? ->:DISPLAY:COLOR INTENSITY:DISPlay:RGB?
機能
構文
例

画面の色に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay:RGB?
:DISPLAY:RGB? -> :DISPLAY:RGB:MENU:FORE 15,15,15;BACK 0,0,7;FOCUS 0,0,7;
SELECT 0,7,15;DIALOG 7,7,7;
SHADOW 0,0,0;LINE 15,15,15;:DISPLAY:
RGB:WAVEFORM:CHANNEL1 15,15,0;
CHANNEL2 0,15,0;CHANNEL3 15,0,15;
CHANNEL4 0,15,15;MATH1 15,0,0;
MATH2 15,7,0;BACK 0,0,0;:DISPLAY:RGB:
OTHERS:SNAP 15,15,15;ZONE1 0,0,15;
ZONE2 15,4,11;ZONE3 11,15,4;
ZONE4 0,7,15;GRID 8,8,8;
CURSOR 13,13,13;MARKER 15,15,15

IM 701450-17

5.9 DISPlayグループ:DISPlay:RGB:MENU?

:DISPlay:RGB:WAVeform?

機能

機能

構文
例

メニュー画面の色に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay:RGB:MENU?
:DISPLAY:RGB:MENU? ->:DISPLAY:RGB:MENU:FORE 15,15,15;
BACK 0,0,7;FOCUS 0,0,7;SELECT 0,7,15;
DIALOG 7,7,7;SHADOW 0,0,0;LINE 15,15,15:DISPlay:RGB:MENU:{BACK|DIALog|
FOCus|FORE|LINE|SELect|SHADow}
機能
構文

例

解説

メニューの文字，背景，フォーカス，セレクト，ダ
イアログ，影，線の色を設定/問い合わせします。
:DISPlay:RGB:MENU:{BACK|DIALog|FOCus|
FORE|LINE|SELect|SHADow}{<NRf>,<NRf>,<NRf>}:DISPlay:RGB:MENU:{BACK|DIALog|FOCus|
FORE|LINE|SELect|SHADow}?
<NRf>＝0〜15(R，G，Bの順):DISPlay:RGB:MENU:BACK 15,15,15:DISPLAY:RGB:MENU:BACK? ->:DISPLAY:RGB:MENU:BACK 15,15,15
このコマンドは，「:DISPlay:COLor」をRGBに設定してから実行してください。

構文
例:DISPlay:RGB:WAVeform:{CHANnel<x>|
BACK|MATH<x>|PODA|PODB}
機能
構文

例

解説

:DISPlay:RGB:OTHers?
機能
構文例

その他の色に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay:RGB:OTHers?
:DISPLAY:RGB:OTHERS? ->:DISPLAY:RGB:OTHERS:SNAP 15,15,15;
ZONE1 0,0,15;ZONE2 15,4,11;
ZONE3 11,15,4;ZONE4 0,7,15;GRID 8,8,8;
CURSOR 13,13,13;MARKER 15,15,15:DISPlay:RGB:OTHers:{CURSor|GRID|
MARKer|SNAP|ZONE<x>}
機能
構文

例

解説

カーソル，グラティクル，マーカー，スナップ
ショット波形の色を設定/問い合わせします。
:DISPlay:RGB:OTHers:{CURSor|GRID|
MARKer|SNAP|ZONE<x>}{<NRf>,<NRf>,<NRf>}:DISPlay:RGB:OTHers:{CURSor|GRID|
MARKer|SNAP|ZONE<x>}?
<x>＝1〜4<NRf>＝0〜15(R，G，Bの順):DISPLAY:RGB:OTHERS:CURSOR 0,0,0:DISPLAY:RGB:OTHERS:CURSOR? ->:DISPLAY:RGB:OTHERS:CURSOR 0,0,0
このコマンドは，「:DISPlay:COLor」をRGBに設定してから実行してください。

IM 701450-171

波形の色に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay:RGB:WAVeform?
:DISPLAY:RGB:WAVEFORM? ->:DISPLAY:RGB:WAVEFORM:CHANNEL1 15,15,0;
CHANNEL2 0,15,0;CHANNEL3 15,0,15;
CHANNEL4 0,15,15;MATH1 15,0,0;
MATH2 15,7,0;BACK 0,0,0

チャネル，背景，演算チャネル，ロジックチャネルの色を設定/問い合わせします。
:DISPlay:RGB:WAVeform:{CHANnel<x>|BACK|
MATH<x>|PODA|PODB} {<NRf>,<NRf>,<NRf>}:DISPlay:RGB:WAVeform:{CHANnel<x>|BACK|
MATH<x>|PODA|PODB}
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝0〜15(R，G，Bの順):DISPLAY:RGB:WAVEFORM:CHANNEL1 0,0,0:DISPLAY:RGB:WAVEFORM:CHANNEL1? ->:DISPLAY:RGB:WAVEFORM:CHANNEL1 0,0,0・PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。
・DL7480では，Math1〜PodBはCh5〜Ch8と同色になります。
・このコマンドは，「:DISPlay:COLor」をRGBに設定してから実行してください。

例

解説

表示フォーマットを設定/問い合わせします。
:DISPlay:FORMat{SINGle|DUAL|TRIad|QUAD|HEXa|OCTal}:DISPlay:FORMat?
:DISPLAY:FORMAT QUAD:DISPLAY:FORMAT? ->:DISPLAY:FORMAT QUAD
DL7480では，OCTalは使えません。

:DISPlay:GRATicule
機能
構文

例

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

:DISPlay:FORMat
機能
構文

2

グラティクル(目盛り)を設定/問い合わせします。
:DISPlay:GRATicule{CROSshair|FRAMe|GRID}:DISPlay:GRATicule?
:DISPLAY:GRATICULE GRID:DISPLAY:GRATICULE? ->:DISPLAY:GRATICULE GRID

5-41

5.9

DISPlayグループ:DISPlay:INTENsity?
機能
構文
例

表示アイテムの輝度に関するすべての設定値を問い合わせます。
:DISPlay:INTENsity?
:DISPLAY:INTENSITY? ->:DISPLAY:INTENSITY:MENU 10;WAVeform 10;
SNAP 10;GRID 10;CURSOR 10:DISPlay:SMAPping:{CHANnel<x>|
MATH<x>} (Set Mapping)
機能構文:DISPlay:INTENsity:{CURSor|MENU|GRID|SNAP|WAVeform}
機能
構文

例

解説

各表示アイテムの輝度を設定/問い合わせします。
:DISPlay:INTENsity:{CURSor|MENU|GRID|
SNAP|WAVeform} {<NRf>}:DISPlay:INTENsity:{CURSor|MENU|GRID|
SNAP|WAVeform}?
<NRf>＝1〜15(以下は，カーソルについての例です。):DISPLAY:INTENSITY:CURSOR 6:DISPLAY:INTENSITY:CURSOR? ->:DISPLAY:INTENSITY:CURSOR 6
このコマンドは，「:DISPlay:COLor」を
INTensityに設定してから実行してください。

例

分割画面への各波形の割り付けを設定/問い合わせします。
:DISPlay:SMAPping:{CHANnel<x>|MATH<x>}{<NRf>}:DISPlay:SMAPping:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝0〜9(DL7440は0〜5):DISPLAY:SMAPPING:CHANNEL1 0:DISPLAY:SMAPPING:CHANNEL1? ->:DISPLAY:SMAPPING:CHANNEL1 0:DISPlay:SVALue (Scale VALUE)
機能
構文
例

スケール値表示のON/OFFを設定/問い合わせします。
:DISPlay:SVALue {<Boolean>}:DISPlay:SVALue?
:DISPLAY:SVALUE OFF:DISPLAY:SVALUE? -> :DISPLAY:SVALUE 0:DISPlay:TLABel (Trace LABEL):DISPlay:INTERpolate

機能

機能
構文

構文

例

補間方式を設定/問い合わせします。
:DISPlay:INTERpolate{OFF|SINE|LINE|PULSe}:DISPlay:INTERpolate?
:DISPLAY:INTERPOLATE LINE:DISPLAY:INTERPOLATE? ->:DISPLAY:INTERPOLATE LINE例解説

波形ラベル名表示のON/OFFを設定/問い合わせします。
:DISPlay:TLABel {<Boolean>}:DISPlay:TLABel?
:DISPLAY:TLABEL ON:DISPLAY:TLABEL? -> :DISPLAY:TLABEL 1
波形ラベル名のユーザ定義は「:CHANnel<x>:LABel」で設定できます。

:DISPlay:MAPPing:DISPlay:TRANslucent

機能

機能

構文

例

分割画面への波形の割り付けのモードを設定/問い合
わせします。
:DISPlay:MAPPing{AUTO|FIXed|USERdefine}:DISPlay:MAPPing?
:DISPLAY:MAPPING AUTO
:DISPLAY:MAPPING? ->:DISPLAY:MAPPING AUTO

構文例

ポップアップメニューの半透過表示のON/OFFを設定/問い合わせします。
:DISPlay:TRANslucent {<Boolean>}:DISPlay:TRANslucent?
:DISPLAY:TRANSLUCENT ON:DISPLAY:TRANSLUCENT? ->:DISPLAY:TRANSLUCENT 1:DISPlay:SMAPping?
機能
構文
例

5-42

分割画面への全波形の割り付けを問い合わせます。
:DISPlay:SMAPping?
:DISPLAY:SMAPPING? ->:DISPLAY:SMAPPING:CHANNEL1 0;
CHANNEL2 1;CHANNEL3 2;CHANNEL4 3;
MATH1 4;MATH2 5

IM 701450-17

5.10

FILEグループ1

5.10 FILEグループ
FILEグループは，ストレージメディアにデータを保存したり，そのデータを読み込んだりする操作に関するグループです。フロントパネルのFILEと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

2

;
;

:FILE

:

DIRectory:

CDIRectory<Space>

<文字列>

DRIVe

<Space>FLOPpy
SCSI

*1
*3

,

<NRf>

,

<NRf>

3

*2
NETWorkZIP<Space>FILTer

*1

ITEM
ALL

4

?
FREE

?

MDIRectory
PATH<Space>

<文字列>

?

5

?
;

DELete

FORMat

:

ASCii

:

EXECute<Space><Filename>

BINary:EXECute<Space><Filename>

BMP:

EXECute<Space><Filename>

FLOat

:

EXECute<Space><Filename>

JPEG

:

EXECute<Space><Filename>

MEASure:EXECute<Space><Filename>

PNG:

EXECute<Space><Filename>

POSTscript:

EXECute<Space><Filename>

SETup

:

EXECute<Space><Filename>

SNAP

:

EXECute<Space><Filename>

SPI:

EXECute<Space><Filename>

TIFF

:

EXECute<Space><Filename>

:

コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

EXECute
?
;
;

LOAD

:

BINary:EXECute<Space><Filename><Space><Filename><Space><Filename>

ABORt

;

SETup

:

EXECute

ABORt

;

SNAP

:

EXECute

ABORt
PLANe

<Space>

<NRf>
?
?
?

IM 701450-17

5-43

5.10

FILEグループ
;

SAVE

:

ANAMing<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

;

ASCii

:

EXECuteABORt
HISTory<Space>

ONE
ALL
?

RANGe

<Space>

MAIN
Z1
Z2
Z1_Z2
?

TRACe

<Space>

ALL
<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB

?
?
;

BINary:EXECuteABORt
COMPression<Space>

OFF
ON
<NRf>

HISTory<Space>

ONE
ALL
?

RANGe

<Space>

MAIN
Z1
Z2
Z1_Z2
?

TRACe

<Space>

ALL

<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB
?
?
COMMent<文字列><Space>?

5-44

IM 701450-17

5.10

FILEグループ

1

;

FLOat

:

EXECuteABORt
HISTory<Space>

ONE

2

ALL
?
RANGe

<Space>

MAIN
Z1

3

Z2
Z1_Z2
?
TRACe

<Space>

ALL

4

<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB

5

?
?

コ
マ
ン
6
ド

;

MEASure:EXECute
ABORt

NAME

<Space><Filename>
?

;

SETup

:

7

EXECute
ABORt

;

SNAP

:

EXECute

付

ABORt
;

SPI

:

EXECute

索

ABORt

?
;
;

UNLoad:BINary:EXECuteTRACe<Space>

ALL

<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB
?
?
;

SNAP

:

EXECutePLANe<Space>

<NRf>
ALL
?
?
?
?

*1 「FLOPpy」はフロッピーディスクドライブ内蔵時，「ZIP」はZipドライブ内蔵時に使用できます。
*2 「NETWork」はイーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。
*3 「SCSI」はSCSI(オプション)搭載時に使用できます。

IM 701450-17

5-45

5.10

FILEグループ:FILE?

:FILE[:DIRectory]:DRIVe

機能

機能
構文

構文
例

指定したストレージメディアに関するすべての設定
値を問い合わせます。
:FILE?
:FILE? -> :FILE:DIRECTORY:FILTER ITEM;:
FILE:SAVE:BINARY:TRACE ALL;RANGE MAIN;HISTORY ONE;COMPRESSION 0;:FILE:SAVE:ASCII:TRACE ALL;RANGE MAIN;HISTORY ONE;:FILE:SAVE:FLOAT:TRACE ALL;RANGE MAIN;HISTORY ONE;:FILE:SAVE:ANAMING 1;NAME "";COMMENT "";:FILE:
LOAD:SNAP:PLANE 1;:FILE:UNLOAD:BINARY:
TRACE ALL;:FILE:UNLOAD:SNAP:PLANE ALL

例
解説:FILE:DELete:{ASCii|BINary|BMP|
FLOat|JPEG|MEASure|PNG|POSTscript|
SETup|SNAP|SPI|TIFF}[:EXECute]
機能
構文

例
解説

各種データのファイルの削除を実行します。オーバ
ラップコマンドです。
:FILE:DELete:{ASCii|BINary|BMP|FLOat|
JPEG|MEASure|PNG|POSTscript|SETup|SNAP|SPI|TIFF}[:EXECute] <Filename>(以下は，設定データについての例です。):FILE:DELete:SETUP "COPYED1"
削除対象メディアは，「:FILEDIRectory:DRIVe」で選択します。

:FILE[:DIRectory]:FILTer
機能
構文
例:FILE:DIRectory?
機能
構文
例

指定したストレージメディアに関するすべての設定
値を問い合わせます。
:FILE:DIRectory?
:FILE:DIRECTORY? ->:FILE:DIRECTORY:FILTER ITEM

:FILE[:DIRectory]:CDIRectory(Change Directory)
機能
構文
例

対象ディレクトリを変更します。
:FILE[:DIRectory]:CDIRectory <文字列><文字列>＝14文字以内:FILE[:DIRECTORY]:CDIRECTORY "NO_1"

指定したストレージメディアを設定します。
:FILE[:DIRectory]:DRIVe{FLOPpy|ZIP|PCCard[,<NRf>]|SCSI,<NRf>[,<NRf>]|NETWork}
PCCardの<NRf>＝パーティション(0〜3)
SCSIの最初の<NRf>＝SCSIアドレス(0〜7)
SCSIの2番目の<NRf>＝パーティション(0〜4):FILE[:DIRECTORY]:DRIVE SCSI,0,2
・パーティションを設定していないドライプの場合
は，パーティション指定の<NRf>は省略してください。
「FLOPpy」はフロッピーディスクドライブ内蔵
時，「ZIP」はZipドライブ内蔵時に使用できます。
「NETWork」はイーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。
・「SCSI」は，SCSI(オプション)搭載時に使用できます。

ファイルにフィルタ(対象ファイル限定)を設定/問い
合わせします。
:FILE[:DIRectory]:FILTer {ITEM|ALL}:FILE[:DIRectory]:FILTer?
:FILE[:DIRECTORY]:FILTER ITEM
:FILE[:DIRECTORY]:FILTER? ->:FILE[:DIRECTORY]:FILTER ITEM

:FILE[:DIRectory]:FREE?
機能
構文
例

指定したストレージメディアの空き容量をバイト数で問い合わせます。
:FILE[:DIRectory]:FREE?
:FILE:DIRECTORY:FREE? ->:FILE:DIRECTORY:FREE 65536:FILE[:DIRectory]:MDIRectory (Make
Directory)
機能
構文
例

指定したディレクトリの下にディレクトリを作成します。オーバラップコマンドです。
:FILE[:DIRectory]:MDIRectory <文字列><文字列>＝14文字以内:FILE:DIRECTORY:MDIRECTORY "NO_1":FILE[:DIRectory]:PATH?
機能
構文
例

指定したディレクトリを問い合わせます。
:FILE[:DIRectory]:PATH?
:FILE[:DIRECTORY]:PATH? ->:FILE[:DIRECTORY]:PATH "PATH = FD0"

:FILE:FORMat?
機能
構文
例

5-46

フロッピーディスクの初期化に関するすべての設定
値を問い合わせます。
:FILE:FORMat?
:FILE:FORMAT? -> :FILE:FORMAT:TYPE HD14
IM 701450-17

5.10:FILE:FORMat:EXECute:FILE:SAVE?

機能

機能

構文
例
解説

フロッピーディスクまたはZipディスクの初期化を実行します。オーバラップコマンドです。
:FILE:FORMat:EXECute:FILE:FORMAT:EXECUTE
Zipディスクの初期化形式はクイックフォーマットに
なります。

構文
例

:FILE:LOAD?
機能
構文
例

ファイルの読み込みに関するすべての設定値を問い合わせます。
:FILE:LOAD?
:FILE:LOAD? -> :FILE:LOAD:SNAP:PLANE 1:FILE:LOAD:{BINary|SETup|SNAP}:ABORt
各種データの読み込みを中止します。
:FILE:LOAD:{BINary|SETup|SNAP}:ABORt(以下は，設定データについての例です。):FILE:LOAD:SETUP:ABORT:FILE:LOAD:{BINary|SETup|SNAP}[:EXECute]機能
構文
例

各種データの読み込みを実行します。オーバラップ
コマンドです。
:FILE:LOAD:{BINary|SETup|SNAP}[:EXECute] <Filename>(以下は，設定データについての例です。):FILE:LOAD:SETUP:EXECUTE "CASE1":FILE:LOAD:SNAP?
機能
構文
例

スナップショット波形の読み込みに関するすべての設定値を問い合わせます。
:FILE:LOAD:SNAP?
:FILE:LOAD:SNAP? ->:FILE:LOAD:SNAP:PLANE 1

構文
例

機能
構文
例

構文

例

IM 701450-1734

保存するデータのファイル名の自動作成のON/OFFを設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:ANAMing {<Boolean>}:FILE:SAVE:ANAMing?
:FILE:SAVE:ANAMING ON:FILE:SAVE:ANAMING? ->:FILE:SAVE:ANAMING 1

各種データの保存に関するすべての設定値を問い合わせます。
:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}?
:FILE:SAVE:BINARY? ->:FILE:SAVE:BINARY:TRACE 1;RANGE MAIN;HISTORY ONE;COMPRESSION ON:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat|
MEASure|SETup|SNAP|SPI}:ABORt
機能
構文:FILE:LOAD:SNAP:PLANe
スナップショット波形のプレーン番号(Snap1〜4)の設定/問い合わせします。
:FILE:LOAD:SNAP:PLANe {<NRf>}:FILE:LOAD:SNAP:PLANe?
<NRf>＝1〜4:FILE:LOAD:SNAP:PLANE 1:FILE:LOAD:SNAP:PLANE? ->:FILE:LOAD:SNAP:PLANE 1

2

5
コ
マ
ン
6
ド

:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}?

例
機能

1

データの保存に関するすべての設定値を問い合わせます。
:FILE:SAVE?
:FILE:SAVE? -> :FILE:SAVE:BINARY:
TRACE 1;RANGE MAIN;HISTORY ONE;COMPRESSION ON;:FILE:ASCII:TRACE 1;
RANGE MAIN;HISTORY ONE;:FILE:FLOAT:
TRACE 1:RANGE MAIN;HISTORY ONE;:SAVE:ANAMING OFF;:NAME "SAVED1";:
COMMENT "TEST1":FILE:SAVE:ANAMing
機能

機能
構文
例

FILEグループ

構文
例

付
索

各種データの保存を中止します。
:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat|
MEASure|SETup|SNAP|SPI}:ABORt(以下は，波形データについての例です。):FILE:SAVE:BINARY:ABORT:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat|
MEASure|SETup|SNAP|SPI}[:EXECute]
機能7

各種データの保存を実行します。オーバラップコマ
ンドです。
:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat|
MEASure|SETup|SNAP|SPI}[:EXECute](以下は，波形データについての例です。):FILE:SAVE:BINARY:EXECUTE

5-47

5.10

FILEグループ:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:HISTory
機能
構文例

各種データの保存対象が全波形データか選択された波形かを設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:HISTory{ONE|ALL}:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:HISTory?
:FILE:SAVE:BINARY:HISTORY ALL:FILE:SAVE:BINARY:HISTORY? ->:FILE:SAVE:BINARY:HISTORY ALL:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:RANGe
機能
構文

例

各種データの保存する範囲を設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:RANGe{MAIN|Z1|Z2|Z1_Z2}:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:RANGe?
:FILE:SAVE:BINARY:RANGE MAIN
:FILE:SAVE:BINARY:RANGE? ->:FILE:SAVE:BINARY:RANGE MAIN

:FILE:SAVE:COMMent
機能
構文

例

解説

各種データの保存するコメントを設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:COMMent <文字列>:FILE:SAVE:COMMent?
<文字列>＝25文字以内:FILE:SAVE:COMMENT "THIS IS TEST.
":FILE:SAVE:COMMENT? -> :FILE:SAVE:COMMENT "THIS IS TEST.
"
本体画面に表示されるキーボード以外の文字や記号は使用できません。ASCIIコードで表すと「Ω」は「1EH」，μは「1FH」になります。

:FILE:SAVE:NAME
機能
構文
例

各種データの保存するデータのファイル名を設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:NAME <Filename>:FILE:SAVE:NAME?
:FILE:SAVE:NAME "CASE1":FILE:SAVE:NAME? -> :FILE:SAVE:NAME"CASE1":FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:TRACe:FILE:UNLoad?

機能

機能

構文

例

解説

各種データで保存する波形を設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:TRACe{ALL|<NRf>|MATH<x>|PODA|PODB}:FILE:SAVE:{ASCii|BINary|FLOat}:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:FILE:SAVE:ASCII:TRACE 1:FILE:SAVE:ASCII:TRACE? ->:FILE:SAVE:ASCII:TRACE 1
PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応
していないと，エラーになります。

構文例

読み込んだデータの取り消しに関するすべての設定
値を問い合わせます。
:FILE:UNLoad?
:FILE:UNLOAD? ->:FILE:UNLOAD:BINARY:TRACE 1;SNAP:PLANE 1:FILE:UNLoad:{BINary|SNAP}?
機能
構文
例

読み込んだ各種データの取り消しに関するすべての設定値を問い合わせます。
:FILE:UNLoad:{BINary|SNAP}?
:FILE:UNLOAD:BINARY? ->:FILE:UNLOAD:BINARY:TRACE 1:FILE:SAVE:BINary:COMPression
機能
構文

例

解説

5-48

波形データのP-P圧縮保存を設定/問い合わせします。
:FILE:SAVE:BINary:COMPression{<Boolean>}:FILE:SAVE:BINary:COMPression?
:FILE:SAVE:BINARY:COMPRESSION ON:FILE:SAVE:BINARY:COMPRESSION? ->:FILE:SAVE:BINARY:COMPRESSION 1
・保存対象範囲は，Main画面となります。
・圧縮できるのは，Binaryデータだけです。

:FILE:UNLoad:{BINary|SNAP}[:EXECute]
機能
構文
例

読み込んだ各種データの取り消しを実行します。
オーバラップコマンドです。
:FILE:UNLoad:{BINary|SNAP}[:EXECute]:FILE:UNLOAD:BINARY:EXECUTE

IM 701450-17

5.10

FILEグループ

1:FILE:UNLoad:BINary:TRACe
機能
構文

例

解説

読み込んだバイナリデータの取り消し対象波形を設定/問い合わせします。
:FILE:UNLoad:BINary:TRACe{ALL|<NRf>|MATH<x>|PODA|PODB}:FILE:UNLoad:BINary:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:FILE:UNLOAD:BINARY:TRACE 1:FILE:UNLOAD:BINARY:TRACE? ->:FILE:UNLOAD:BINARY:TRACE 1
PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応
していないと，エラーになります。

2
3
4:FILE:UNLoad:SNAP:PLANe
機能
構文

例

読み込んだスナップショット波形の取り消し対象プ
レーン番号の設定/問い合わせします。
:FILE:UNLoad:SNAP:PLANe {ALL|<NRf>}:FILE:UNLoad:SNAP:PLANe?
<NRf>＝1〜4:FILE:UNLOAD:SNAP:PLANE ALL:FILE:UNLOAD:SNAP:PLANE? ->:FILE:UNLOAD:SNAP:PLANE ALL

5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

IM 701450-17

5-49

5.11

GONogoグループ

5.11 GONogoグループ
GONogoグループは，GO/NO-GO判定に関するグループです。フロントパネルのGO/NOGOと同じ設定，および
設定内容・測定値の問い合わせができます。

;:GONogo:

ABORt;
ACTion:BUZZer<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

HCOPy

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

IMAGe

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
;

*1
MAIL

:

COUNt

<Space>

<NRf>
?

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?

SAVE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?

COUNt

?

EXECuteLOGic<Space>

AND
OR
?

MODE

<Space>OFF
PARameter
ZONE?

NGCount?

PARameter

:

;
ITEM

<x>

:

CAUSe
CONDition?
<Space>

OUT
IN
?

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TRACe

<Space>

<NRf>
MATH

<x>

?

*1 イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

5-50

IM 701450-17

5.11

GONogoグループ

1

;
TYPE

:

AVERage<Space>

,

<電圧>

<電圧>

<電流>

<電流>

DONTcare

DONTcare2?
AVGFreq<Space>

,

<周波数>

<周波数>

DONTcare

DONTcare?
AVGPeriod<Space>

,

<時間>

<時間>

DONTcare3

DONTcare?

BWIDth<x><Space>,<時間>
DONTcare<時間>
DONTcare

4

?
DELay

<Space><時間>,

DONTcare<時間>
DONTcare?
DUTYcycle<Space><NRf>,

DONTcare<NRf>

5

DONTcare?
FALL<Space><時間>,

DONTcare

コ
マ
ン
6
ド

<時間>
DONTcare?
FREQuency<Space><周波数>,

DONTcare<周波数>
DONTcare?
HIGH<Space><電圧>

LOW
MAXimum<電圧><電流>

DONTcare

DONTcare7?

MINimum

NOVershoot

,

<電流>

<Space><NRf>,

DONTcare<NRf>

付

DONTcare?
NWIDth<Space><時間>,

DONTcare

PERiod<時間>
DONTcare索?

PNUMber<Space><NRf>,

DONTcare

POVershoot<NRf>
DONTcare?

PTOPeak<Space><電圧>

RMS
SDEViation

,

<電圧>

<電流>

<電流>

DONTcare

DONTcare?

PWIDth<Space><時間>,

DONTcare

RISE

<時間>
DONTcare?

TY1Integ<Space><NRf>

TY2Integ
XY1Integ

DONTcare,<NRf>
DONTcare?

XY2Integ

?
?

VALue
?
?

IM 701450-17

5-51

5.11

GONogoグループ

SEQuence<Space>SINGleCONTinue?

STOPcount<Space><NRf>
INFinite?

<Space>TLINkage<boolean>?

TRANge<Space>

<NRf>

,

<NRf>

?
WAIT

?

<Space>

<NRf>
?

;
;
ZONE

:

EDIT

<x>

:

EXIT

<Space>

<NRf>

PART

<Space>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

WHOLe

<Space>

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

QUIT

?
;
ZONE

<x>

:

CAUSe
CONDition?
<Space>

IN
OUT
?

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

SEND

<Space><ブロック>?

TRACe<Space>

<NRf>
MATH

<x>

?
?
?
?

5-52

IM 701450-17

5.11

GONogoグループ:GONogo?

:GONogo:ACTion:HCOPy (Hard COPY)

機能

機能

構文
例

GO/NO-GO判定に関するすべての設定値を問い合わせます。
:GONogo?
:GONOGO? -> :GONOGO:MODE OFF;PARAMETER:ITEM1:MODE 0;TRACE 1;TYPE:
MAXIMUM DONTCARE,DONTCARE;:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OUT;:GONOGO:PARAMETER:ITEM2:MODE 0;TRACE 1;
TYPE:MINIMUM DONTCARE,DONTCARE;:
GONOGO:PARAMETER:ITEM2:CONDITION OUT;:GONOGO:PARAMETER:ITEM3:MODE 0;TRACE 1;
TYPE:RMS DONTCARE,DONTCARE;:GONOGO:PARAMETER:ITEM3:CONDITION OUT;:GONOGO:PARAMETER:ITEM4:MODE 0;TRACE 1;
TYPE:AVERAGE DONTCARE,DONTCARE;:
GONOGO:PARAMETER:ITEM4:CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE1:TRACE 1;MODE 0;
CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE2:TRACE 2;MODE 0;CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE3:TRACE 3;MODE 0;
CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE4:TRACE 4;MODE 0;CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE5:TRACE MATH1;MODE 0;
CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE6:TRACE MATH2;MODE 0;CONDITION OUT;:GONOGO:LOGIC AND;SEQUENCE SINGLE;STOPCOUNT INFINITE;ACTION:BUZZER 0;
SAVE 0;IMAGE 0;HCOPY 0;:GONOGO:TLINKAGE 0;TRANGE -5.0000000,5.0000000:GONogo:ABORt
機能構文
例

GO/NO-GO判定を中止します。
:GONogo:ABORt:GONOGO:ABORT:GONogo:ACTion?
機能
構文
例

判定がNO-GO時の動作およびその基準に関するすべての設定値を問い合わせます。
:GONogo:ACTion?
:GONOGO:ACTION? ->:GONOGO:ACTION:BUZZER 0;IMAGE 0;
HCOPY 0;SAVE 0:GONogo:ACTion:BUZZer
機能構文
例

判定がNO-GO時に警告音を鳴らすか鳴らさないかを設定/問い合わせします。
:GONogo:ACTion:BUZZer {<Boolean>}:GONogo:ACTion:BUZZer?
:GONOGO:ACTION:BUZZER OFF:GONOGO:ACTION:BUZZER? ->:GONOGO:ACTION:BUZZER 0

IM 701450-17

構文
例

1

判定がNO-GO時に内蔵プリンタ(オプション)で画面イメージを印刷する/しないの設定/問い合わせします。
:GONogo:ACTion:HCOPy {<Boolean>}:GONogo:ACTion:HCOPy?
:GONOGO:ACTION:HCOPY OFF:GONOGO:ACTION:HCOPY? ->:GONOGO:ACTION:HCOPY 0

2
3:GONogo:ACTion:IMAGe
機能

構文
例

判定がNO-GO時にストレージメディアに画面イメー
ジデータを保存する/しないを設定/問い合わせします。
:GONogo:ACTion:IMAGe {<Boolean>}:GONogo:ACTion:IMAGe?
:GONOGO:ACTION:IMAGE OFF:GONOGO:ACTION:IMAGE? ->:GONOGO:ACTION:IMAGE 0:GONogo:ACTion:MAIL?
機能
構文
例
解説

判定がNO-GO時のメール送信に関するすべての設定
値を問い合わせます。
:GONogo:ACTion:MAIL?
:GONOGO:ACTION:MAIL? ->:GONOGO:ACTION:MAIL:MODE 1;COUNT 100
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

:GONogo:ACTion:MAIL:COUNt
機能
構文

例

解説

判定がNO-GO時のメールで送信時にメール件数の上限を設定/問い合わせします。
:GONogo:ACTion:MAIL:COUNt {<NRf>}:GONogo:ACTion:MAIL:COUNt?
<NRf>＝1〜1000:GONOGO:ACTION:MAIL:COUNT 100:GONOGO:ACTION:MAIL:COUNT? ->:GONOGO:ACTION:MAIL:COUNT 100
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

:GONogo:ACTion:MAIL:MODE
機能
構文
例

解説

判定がNO-GO時にメールで送信するかしないかを設定/問い合わせします。
:GONogo:ACTion:MAIL:MODE {<Boolean>}:GONogo:ACTion:MAIL:MODE?
:GONOGO:ACTION:MAIL:MODE OFF:GONOGO:ACTION:MAIL:MODE? ->:GONOGO:ACTION:MAIL:MODE 0
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

5-53

索

5.11

GONogoグループ:GONogo:ACTion:SAVE:GONogo:PARameter?

機能

機能

構文
例

解説

判定がNO-GO時にストレージメディアに保存するかしないかを設定/問い合わせします。
:GONogo:ACTion:SAVE {<Boolean>}:GONogo:ACTion:SAVE?
:GONOGO:ACTION:SAVE OFF:GONOGO:ACTION:SAVE? ->:GONOGO:ACTION:SAVE 0
ストレージメディアの種類の設定/問い合わせは「:FILE:DIRECTORY:DRIVE」で行います。

構文例:GONogo:COUNt?
機能
構文例

実際に行ったGO/NO-GOの判定回数を問い合わせます。
:GONogo:COUNt?
:GONOGO:COUNT? -> :GONOGO:COUNT 100:GONogo:EXECute
機能
構文
例

GO/NO-GO判定を実行します。オーバラップコマン
ドです。
:GONogo:EXECute:GONOGO:EXECUTE:GONogo:LOGic
機能構文
例

GO/NO-GO判定のロジックを設定/問い合わせします。
:GONogo:LOGic {AND|OR}:GONogo:LOGic?
:GONOGO:LOGIC AND:GONOGO:LOGIC? -> :GONOGO:LOGIC AND:GONogo:MODE
機能
構文
例

GO/NO-GO判定の種類を設定/問い合わせします。
:GONogo:MODE {OFF|PARameter|ZONE}:GONogo:MODE?
:GONOGO:MODE PARAMETER:GONOGO:MODE? -> :GONOGO:MODE PARAMETER:GONogo:NGCount?
機能
構文
例

GO/NO-GO判定のNO-GO回数を問い合わせます。
:GONogo:NGCount?
:GONOGO:NGCOUNT? -> :GONOGO:NGCOUNT 5:GONogo:PARameter:ITEM<x>?
機能
構文
例

波形パラメータ判定の各波形パラメータに関するすべての設定値を問い合わせます。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>?
<x>＝1〜4:GONOGO:PARAMETER:ITEM1? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:MODE 0;TRACE 1;
TYPE:MAXIMUM 1.0000E+00,-1.0000E+00;:
GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OUT:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CAUSe?
機能
構文
例
解説

波形パラメータ判定の各波形パラメータがNO-GOの原因かそうでないかを問い合わせます。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CAUSe?
<x>＝1〜4:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CAUSE? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CAUSE 1
そのパラメータがNO-GOの原因の場合は「1」，そうでない場合は「0」が返されます。

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CONDition
機能

構文

例

5-54

波形パラメータ判定に関するすべての設定値を問い合わせます。
:GONogo:PARameter?
:GONOGO:PARAMETER? -> :GONOGO:PARAMETER:ITEM1:MODE 0;TRACE 1;TYPE:
MAXIMUM 1.0000E+00,-1.0000E+00;:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OUT;:GONOGO:PARAMETER:ITEM2:MODE 0;TRACE 1;TYPE:MINIMUM 1.0000E+00,-1.0000E+00;:GONOGO:PARAMETER:ITEM2:CONDITION OUT;:GONOGO:PARAMETER:ITEM3:MODE 0;TRACE 1;TYPE:
RMS 1.0000E+00,-1.0000E+00;:GONOGO:PARAMETER:ITEM3:CONDITION OUT;:GONOGO:PARAMETER:ITEM4:MODE 0;TRACE 1;TYPE:AVERAGE 1.0000E+00,-1.0000E+00;:GONOGO:PARAMETER:ITEM4:CONDITION OUT

波形パラメータ判定のGO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの判定基準を設定/問い合わせします。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CONDition{IN|OUT}:GONogo:PARameter:ITEM<x>:CONDition?
<x>＝1〜4:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OUT:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CONDITION? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OUT

IM 701450-17

5.11:GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE
機能

構文

例

波形パラメータ判定のGO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータのON/OFFを設定/問い合わせします。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE{<Boolean>}:GONogo:PARameter:ITEM<x>:MODE?
:GONOGO:PARAMETER:ITEM<x>:MODE OFF:GONOGO:PARAMETER:ITEM<x>:MODE? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM<x>:MODE 0:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラ
メータ>
機能

構文

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe
機能

構文

例

波形パラメータ判定のGO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの対象波形を設定/問い合わせします。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe{<NRf>|MATH<x>}:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe?
ITEM<x>の<x>＝1〜4<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TRACE 1:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TRACE? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TRACE 1
例:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE?
機能

構文
例

波形パラメータ判定のGO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの自動測定項目とその上下限値を問
い合わせます。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE?
<x>＝1〜4:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE:PTOPEAK 2.000E+00,1.000E+00

GONogoグループ

解説

波形パラメータ判定のGO/NO-GO判定対象にする指定波形パラメータの自動測定項目の上下限値を設定/
問い合わせします。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラメー
タ> {<{電圧|DONTcare}>,<{電圧|DONTcare}>|<{電流|DONTcare}>,<{電流|DONTcare}>|<{時間|DONTcare}>,<{時間|DONTcare}>|<{周波数|DONTcare}>,<周波数|DONTcare}>|<{{<NRf>}|DONTcare}>,<{{<NRf>}|DONTcare}>}:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラメー
タ>?
<パラメータ>＝ {AVERage|AVGFreq|
AVGPeriod|BWIDth1|BWIDth2|DELay|
DUTYcycle|FALL|FREQuency|HIGH|LOW|
MAXimum|MINimum|NOVershoot|NWIDth|
PERiod|PNUMber|POVershoot|PTOPeak|
PWIDth|RISE|RMS|SDEViation|TY1Integ|
TY2Integ|XY1Integ|XY2Integ}<x>＝1〜4<電圧>，<時間>，<周波数>，<電流>，<NRf>＝本体ユーザーズマニュアル参照:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE:AVERAGE
100mV,-100mV:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE:AVERAGE?->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:TYPE:AVERAGE 100.0E-03,-100.0E-03
このコマンドで設定を行ったパラメータ以外の問い
合わせはできません。
XY1Integ，XY2Integは，対象波形(:GONogo:PARameter:ITEM<x>:TRACe)が5〜8の場合には，設定できません。

:GONogo:PARameter:ITEM<x>:VALue?
機能
構文
例
解説

波形パラメータ判定のGO/NO-GO判定対象にする各波形パラメータの自動測定値を問い合わせます。
:GONogo:PARameter:ITEM<x>:VALue?
<x>＝1〜4:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:VALUE? ->:GONOGO:PARAMETER:ITEM1:VALUE 1.98E-03
モードがOFFなど測定不可能な場合は，「NAN」(非数)が返されます。

:GONogo:SEQuence
機能
構文例

IM 701450-17

GO/NO-GO判定のアクション回数を設定/問い合わせします。
:GONogo:SEQuence {CONTinuous|SINGle}:GONogo:SEQuence?
:GONOGO:SEQUENCE SINGLE:GONOGO:SEQUENCE? ->:GONOGO:SEQUENCE SINGLE

5-55

1
2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.11

GONogoグループ:GONogo:STOPcount:GONogo:ZONE:EDIT<x>:EXIT

機能

機能

構文

例

GO/NO-GO判定の波形取り込み回数を設定/問い合
わせします。
:GONogo:STOPcount {<NRf>|INFinity}:GONogo:STOPcount?
<NRf>＝1〜65536:GONOGO:PARAMETER:STOPCOUNT 10:GONOGO:PARAMETER:STOPCOUNT? ->:GONOGO:STOPCOUNT 10:GONogo:TLINkage
機能構文
例

GO/NO-GO判定の判定区間カーソルのリンク移動の
ON/OFFを設定/問い合わせします。
:GONogo:TLINkage {<Boolean>}:GONogo:TLINkage?
:GONOGO:TLINKAGE ON:GONOGO:TLINKAGE? -> GONOGO:TLINKAGE 1

構文

例
解説

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの編集メ
ニューから抜けます。
:GONogo:ZONE:EDIT<x>:EXIT {<NRf>|QUIT}<x>＝1〜16(1〜8は各トレース，9/10はMATH1/
2，11〜16は判定ゾーンの1〜6)(DL7440では，<x>＝1〜4，9〜16(1〜4は各ト
レース，9/10はMATH1/2，11〜16は判定ゾー
ンの1〜6))<NRf>＝1〜6(編集中のゾーンの保存先ゾーンNo.):GONOGO:ZONE:EDIT1:EXIT 1
このコマンドを送らないと，「:GONogo:ZONE:EDIT <x>:{PART|WHOLe}」で設定したゾーンはキャンセルされます。
ゾーン編集中以外は，このコマンドはエラーになります。

:GONogo:ZONE:EDIT<x>:PART:GONogo:TRANge
機能
構文

例

GO/NO-GO判定の判定区間を設定/問い合わせします。
:GONogo:TRANge {<NRf>},{<NRf>}:GONogo:TRANge?
<NRf>＝−5.00〜5.00(10div/表示レコード長ス
テップ):GONOGO:TRANGE -5.00,5.00:GONOGO:TRANGE? ->:GONOGO:TRANGE -5.00,5.00

機能構文:GONogo:WAIT?
機能
構文
例
解説

GO/NO-GO判定の終了をタイムアウト付きで待ちます。
:GONogo:WAIT? {<NRf>}<NRf>＝1〜864000(100ms単位)(タイムアウトを5秒に設定):GONOGO:WAIT? 50 -> :GONOGO:WAIT 0
タイムアウトしたときは「1」，時間内に終了した
ときは「0」が返ります。

例
解説

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの部分編集を設定します。
:GONogo:ZONE:EDIT<x>:PART{<NRf>,<NRf>,<NRf>,<NRf>}<x>＝1〜16(1〜8は各トレース，9/10はMATH1/
2，11〜16は判定ゾーンの1〜6)(DL7440では，<x>＝1〜4，9〜16(1〜4は各ト
レース，9/10はMATH1/2，11〜16は判定ゾー
ンの1〜6))<NRf>＝−5.00〜5.00(div，0.01ステップ：T1，
T2カーソル)−8.00〜8.00(div，0.01ステップ：上下)(T1，T2，↑，↓の順):GONOGO:ZONE:EDIT1:PART -2.50,2.50,1.00,1.00
編集が終了したら，「:GONogo:ZONE:EDIT<x>:EXIT」で編集モード
から抜けないと，設定したゾーンはキャンセルされます。

:GONogo:ZONE?
機能
構文
例

5-56

ゾーンでのGO/NO-GO判定に関するすべての設定値を問い合わせます。
:GONogo:ZONE?
:GONOGO:ZONE? -> :GONOGO:ZONE:ZONE1:
TRACE 1;MODE 0;CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE2:TRACE 2;MODE 0;
CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE3:
TRACE 3;MODE 0;CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE4:TRACE 4;MODE 0;
CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE5:TRACE MATH1;MODE 0;CONDITION OUT;:GONOGO:ZONE:ZONE6:TRACE MATH2;MODE 0;
CONDITION OUT

IM 701450-17

5.11

GONogoグループ:GONogo:ZONE:EDIT<x>:WHOLe:GONogo:ZONE:ZONE<x>:MODE

機能

機能

構文

例
解説

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンを編集します。
:GONogo:ZONE:EDIT<x>:WHOLe{<NRf>,<NRf>,<NRf>,<NRf>}<x>＝1〜16(1〜8は各トレース，9/10はMATH1/
2，11〜16は判定ゾーンの1〜6)(DL7440では，<x>＝1〜4，9〜16(1〜4は各ト
レース，9/10はMATH1/2，11〜16は判定ゾー
ンの1〜6))<NRf>＝0〜5.00(div，0.01ステップ：左右)0〜8.00(div，0.01ステップ：上下)(←， -> ，↑，↓の順):GONOGO:ZONE:EDIT1:
WHOLE -2.50,2.50,1.00,1.00
編集が終了したら，「:GONogo:ZONE:EDIT<x>:EXIT」で編集モード
から抜けないと，設定したゾーンはキャンセルされ
ます。

構文

例

構文
例

指定されたGO/NO-GO判定ゾーンのゾーン判定に関するすべての設定値を問い合わせます。
:GONogo:ZONE:ZONE<x>?
<x>＝1〜6:GONOGO:ZONE:ZONE1? ->:GONOGO:ZONE:ZONE1:TRACE 1;MODE 0;
CONDITION OUT

機能
構文

例

解説

:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CAUSe?
機能
構文
例
解説

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンがNOGOの原因かそうでないかを問い合わせます。
:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CAUSe?
<x>＝1〜6:GONOGO:ZONE:ZONE1:CAUSE? ->:GONOGO:ZONE:ZONE1:CAUSE 1
その判定ゾーンがNO-GOの原因の場合は「1」，そうでない場合は「0」が返されます。

GO/NO-GO判定ゾーンに設定されたゾーンデータを設定/問い合わせします。
:GONogo:ZONE:ZONE<x>:SEND #6004028(データバイトの並び):GONnogo:ZONE:ZONE<x>:SEND?
<x>＝1〜6:GONOGO:ZONE:ZONE1:SEND #6004028(データバ
イトの並び):GONOGO:ZONE:ZONE1:SEND? ->:GONOGO:ZONE:ZONE1:SEND #6004028(データバ
イトの並び)
・(データバイトの並び)は，4028バイトのゾーン
データです。
・ゾーンデータは，8ビットのデータ(0〜255の範囲)です。このデータには，「NL」を示すASCII
コード「0AH」や「00H」も含まれることがありますので，コントローラ側で注意する必要があります。
・このコマンドは，本機器からコンピュータにゾー
ンデータを保存し，その保存したデータを本機器にゾーンデータとして設定するときに使用します。
・このコマンドでコンピュータからの本機器にゾー
ンデータを設定し判定に使用する場合は，その後に「:GONogo:ZONE:ZONE<x>:MODE ON」を設定してください。

:GONogo:ZONE:ZONE<x>:TRACe:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CONDition
機能
構文

例

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの判定基
準を設定/問い合わせします。
:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CONDition {IN|OUT}:GONogo:ZONE:ZONE<x>:CONDition?
<x>＝1〜6:GONOGO:ZONE:ZONE1:CONDITION IN:GONOGO:ZONE:ZONE1:CONDITION? ->:GONOGO:ZONE:ZONE1:CONDITION IN

IM 701450-172
3:GONogo:ZONE:ZONE<x>:SEND:GONogo:ZONE:ZONE<x>?
機能

1

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの判定のON/OFFを設定/問い合わせします。
:GONogo:ZONE:ZONE<x>:MODE {<Boolean>}:GONogo:ZONE:ZONE<x>:MODE?
<x>＝1〜6:GONOGO:ZONE:ZONE1:MODE ON:GONOGO:ZONE:ZONE1:MODE? ->:GONOGO:ZONE:ZONE1:MODE 1

機能
構文

例

ゾーンでのGO/NO-GO判定の各判定ゾーンの対象ト
レースを設定/問い合わせします。
:GONogo:ZONE:ZONE<x>:TRACe{<NRf>|MATH<y>}:GONogo:ZONE:ZONE<x>:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1〜6<y>＝1，2:GONOGO:ZONE:ZONE1:TRACE 1:GONOGO:ZONE:ZONE1:TRACE ->:GONOGO:ZONE:ZONE1:TRACE 1

5-57

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.12 HCOPyグループ

5.12 HCOPyグループ
HCOPyグループは，内蔵プリンタ(オプション)などへの画面イメージデータの印刷に関するグループです。フロン
トパネルの(SHIFT＋)COPYと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。
；:HCOPy:ABORt
COMMent<Space><文字列>?

DIRection<Space>PRINter
EXTPrinter*1
NETPrint?

EXECute；
EXTPrinter:

PRINter?

SELect<Space>

<NRf>
?

TONE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TYPE

<Space>

ESCP
LIPS
PCL5
ESCP2
BJ

,

<NRf>

,

<NRf>

,

<NRf>

?
?
；
*1

NETPrint:

TONE<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TYPE

<Space>

ESCP
LIPS
PCL5
ESCP2
PSCRipt
BJ?
?

；
PRINter:MAG<Space><NRf>?

TLINkage<Space><boolean>?

RANGe<Space><NRf>?

REPort<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TYPE

<Space>

SHORt
LONG
?
?
?

*1 イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

5-58

IM 701450-17

5.12 HCOPyグループ:HCOPy? (Hard COPY):HCOPy:EXTPrinter:PRINter?

機能

機能

構文
例

画面イメージデータの印刷に関するすべての設定値を問い合わせます。
:HCOPy?
:HCOPY? -> :HCOPY:DIRECTION PRINTER;
PRINTER:TYPE SHORT;REPORT 0;MAG 2.0;
TLINKAGE 0;RANGE -5.0000000,5.0000000;:HCOPY:EXTPRINTER:TYPE ESCP;TONE 0;
SELECT NAN;:HCOPY:NETPRINT:TYPE ESCP;TONE 0;:HCOPY:COMMENT ""

構文
例

機能
印刷または紙送りを中止します。
:HCOPy:ABORt:HCOPY:ABORT

構文

例:HCOPy:COMMent
機能
構文

例

画面下部のコメントを設定/問い合わせします。
:HCOPy:COMMent <文字列>:HCOPy:COMMent?
<文字列>＝20文字以内:HCOPY:COMMENT "THIS IS TEST.":HCOPY:COMMENT? ->:HCOPY:COMMENT "THIS IS TEST."

解説

機能
構文

機能
構文

例

例

解説

構文
例

印刷を実行します。
オーバラップコマンドです。
:HCOPy:EXECute:HCOPY:EXECUTE

機能
構文

例

解説

:HCOPy:EXTPrinter?
機能
構文例

外部プリンタでの印刷に関するすべての設定値を問
い合わせます。
:HCOPy:EXTPrinter?
:HCOPY:EXTPRINTER? ->:HCOPY:EXTPRINTER:TYPE BJ,360;TONE 1;
SELECT NAN

外部プリンタで印刷するときのハーフトーンを設定/
問い合わせします。
:HCOPy:EXTPrinter:TONE {<Boolean>}:HCOPy:EXTPrinter:TONE?
:HCOPY:EXTPRINTER:TONE ON:HCOPY:EXTPRINTER:TONE? ->:HCOPY:EXTPRINTER:TONE 1

4
5
コ
マ
ン
6
ド

機能
構文
例

7
付
索

外部プリンタへの出力コマンドの種類を設定/問い合
わせします。
:HCOPy:EXTPrinter:TYPE{BJ,<NRf>|ESCP|LIPS|PCL5|ESCP2}:HCOPy:EXTPrinter:TYPE?
<NRf>＝180，300，360，600(dpi):HCOPY:EXTPRINTER:TYPE BJ,360:HCOPY:EXTPRINTER:TYPE? ->:HCOPY:EXTPRINTER:TYPE BJ,360<NRf>は，出力コマンドの種類が「BJ」のときだけ設定します。

:HCOPy:NETPrint?

解説

IM 701450-17

使用するプリンタのプリンタアドレスを設定/問い合
わせします。
:HCOPy:EXTPrinter:SELect {<NRf>}:HCOPy:EXTPrinter:SELect?
<NRf>＝1〜127:HCOPY:EXTPRINTER:SELECT 3:HCOPY:EXTPRINTER:SELECT? ->:HCOPY:EXTPRINTER:SELECT 3接続されていないアドレスを設定すると，エラーになります。プリンタが接続されていない場合のクエ
リは，「NAN(Not A Number)」が返ってきます。

:HCOPy:EXTPrinter:TYPE:HCOPy:EXECute機能

3:HCOPy:EXTPrinter:TONE:HCOPy:DIRection
プリンタを設定/問い合わせします。
:HCOPy:DIRection{EXTPrinter|PRINter|NETPrint}:HCOPy:DIRection?
:HCOPY:DIRECTION PRINTER:HCOPY:DIRECTION? ->:HCOPY:DIRECTION PRINTER「NETPrint」はイーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

2:HCOPy:EXTPrinter:SELect:HCOPy:ABORt
機能
構文
例

1

現在接続されているすべてのプリンタのアドレスを出力します。
:HCOPy:EXTPrinter:PRINter?
(以下は，アドレス2，3にプリンタが接続されている例です。):HCOPY:EXTPRINTER:PRINTER? ->:HCOPY:EXTPRINTER:PRINTER 2,3

ネットワークプリンタでの印刷に関するすべての設定値を問い合わせます。
:HCOPy:NETPrint?
:HCOPY:NETPRINT? ->:HCOPY:NETPRINT:TYPE POSTSCRIPT;TONE 1
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

5-59

5.12 HCOPyグループ:HCOPy:NETPrint:TONE:HCOPy:PRINter:REPort

機能

機能

構文
例

解説

ネットワークプリンタで印刷するときのハーフトー
ンを設定/問い合わせします。
:HCOPy:NETPrint:TONE {<Boolean>}:HCOPy:NETPrint:TONE?
:HCOPY:NETPRINT:TONE ON:HCOPY:NETPRINT:TONE? ->:HCOPY:NETPRINT:TONE 1
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

構文例:HCOPy:PRINter:TLINkage
機能:HCOPy:NETPrint:TYPE
機能
構文

例

解説

ネットワークプリンタへのプリンタ記述言語やプリンタの種類を設定/問い合わせします。
:HCOPy:NETPrint:TONE{BJ,<NRf>|ESCP|LIPS|PCL5|ESCP2|PSCRipt}:HCOPy:NETPrint:TYPE?
<NRf>＝180，300，360，600(dpi):HCOPY:NETPRINT:TYPE PSCRIPT:HCOPY:NETPRINT:TYPE? ->:HCOPY:NETPRINT:TYPE PSCRIPT<NRf>は，出力コマンドの種類が「BJ」のときだけ設定します。
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

:HCOPy:PRINter?
機能
構文
例

内蔵プリンタでの印刷で付加情報を印刷する/しないを設定/問い合わせします。
:HCOPy:PRINter:REPort {<Boolean>}:HCOPy:PRINter:REPort?
:HCOPY:PRINTER:REPORT ON:HCOPY:PRINTER:REPORT? ->:HCOPY:PRINTER:REPORT 1

構文例

内蔵プリンタでの印刷でロングプリント時の印刷範
囲カーソルのリンク移動のON/OFFを設定/問い合わ
せします。
:HCOPy:PRINter:TLINkage {<Boolean>}:HCOPy:PRINter:TLINkage?
:HCOPY:PRINTER:TLINKAGE ON:HCOPY:PRINTER:TLINKAGE ->:HCOPY:PRINTER:TLINKAGE 1:HCOPy:PRINter:TYPE
機能
構文
例

内蔵プリンタで印刷するときのショートプリント/ロ
ングプリントを設定/問い合わせします。
:HCOPy:PRINter:TYPE {LONG|SHORt}:HCOPy:PRINter:TYPE?
:HCOPY:PRINTER:TYPE SHORT:HCOPY:PRINTER:TYPE? ->:HCOPY:PRINTER:TYPE SHORT

内蔵プリンタでの印刷に関するすべての設定値を問
い合わせます。
:HCOPy:PRINter?
:HCOPY:PRINTER? ->:HCOPY:PRINTER:TYPE SHORT;REPORT 0;
TLINKAGE 0;RANGE -5.00,5.00;MAG 2:HCOPy:PRINter:MAG
機能
構文

例

内蔵プリンタへロングプリントで印刷するときのズーム率を設定/問い合わせします。
:HCOPy:PRINter:MAG {<NRf>}:HCOPy:PRINter:MAG?
<NRf>＝2〜500000(本体ユーザーズマニュアル参照):HCOPY:PRINTER:MAG 1:HCOPY:PRINTER:MAG? ->:HCOPY:PRINTER:MAG 1:HCOPy:PRINter:RANGe
機能
構文

例

5-60

内蔵プリンタへロングプリントで印刷するときの印
刷範囲を設定/問い合わせします。
:HCOPy:PRINter:RANGe {<NRf>},{<NRf>}:HCOPy:PRINter:RANGe?
<NRf>＝−5.00〜5.00(10div/表示レコード長ス
テップ):HCOPY:PRINTER:RANGE -2.50,2.50:HCOPY:PRINTER:RANGE? ->:HCOPY:PRINTER:RANGE -2.50,2.50
IM 701450-17

5.13

HISToryグループ

1

5.13 HISToryグループ
HISToryグループは，ヒストリメモリ機能に関するグループです。フロントパネルのHISTORYと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

2;:HISTory:

ABORt
DISPlay<Space>DMODe<Space>

<NRf>

,

<NRf>

?
ONE

3

ALL
?
EXECute;4;

PARameter

:

ITEM

<x>

:

CONDition<Space>

OFF
OUT
IN
?

SOURce<Space>

5

<NRf>

MATH

<x>

コ
マ
ン
6
ド

?
;

TYPE

:

AVERage<Space>

<電圧>

,

<電圧>

<電流>

,

<電流>

<NRf>

,

<NRf>

<周波数>

,

<周波数>

<時間>

,

<時間>

?
AVGFreq<Space>7?
AV GPeriod<Space>BWIDth<x>?

<Space>

,

<時間>

<時間>

付

?
DELay

<Space>DUTYcycle<Space>

<時間>

,

<時間>

<NRf>

,

<NRf>

<時間>

,

<時間>

<周波数>

,

<周波数>

?

?
FALL

<Space>索?
FREQuency<Space>
?

HIGH

<電圧>

,

<電圧>

LOW

<Space>

<電流>

,

<電流>

MAXimum

<NRf>

,

<NRf>

?

MINimum
PTOPeak
RMS
NOVershoot<Space>

<NRf>

,

<NRf>

<時間>

,

<時間>

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

<NRf>

,

<NRf>

?
NWIDth<Space>?

PERiodPWIDthRISE
PNUMber<Space>?

POVershoot<Space>?

SDEViation
TY1Integ<Space>?

TY2Integ
XY1Integ
XY2Integ
?
VALue

?
?

IM 701450-17

5-61

5.13

HISToryグループ

LOGic<Space>AND
OR?

TLINkage<Space><boolean>?

TRANge<Space>

<NRf>

,

<NRf>

CONDition<Space>?
?
RECord?

SMODe<Space><Space>MINimumOFF
ZONE
PARameter
?

TIME

?

<Space><NRf>
MINimum
?

;
;
ZONE

:

EDIT

<x>

:

IN
OUT
OFF
?

HORizontal<Space>

<NRf>

,

<NRf>

?
SOURce<Space>

<NRf>

<x>

MATH
?
VERTical<Space>

<NRf>

,

<NRf>

?
?
LOGic

<Space>

AND
OR
?
?
?

5-62

IM 701450-17

5.13

HISToryグループ:HISTory?

:HISTory:DMODe (Display Mode)

機能

機能

構文
例

ヒストリメモリ機能に関するすべての設定を問い合わせます。
:HISTory?
:HISTORY? -> :HISTORY:RECORD 0;
DMODE ONE;DISPLAY 0,-127;SMODE OFF;
ZONE:EDIT1:CONDITION OFF;SOURCE 1;
HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL -3.0000000,-2.5000000;:HISTORY:ZONE:EDIT2:CONDITION OFF;
SOURCE 1;HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL -1.0000000,-0.5000000;:HISTORY:ZONE:EDIT3:CONDITION OFF;
SOURCE 1;HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL 1.0000000,1.5000000;:HISTORY:
ZONE:EDIT4:CONDITION OFF;SOURCE 1;
HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL 3.0000000,3.5000000;:HISTORY:
ZONE:LOGIC AND;:HISTORY:PARAMETER:
ITEM1:CONDITION OFF;SOURCE 1;TYPE:PTOPEAK DONTCARE,DONTCARE;:HISTORY:PARAMETER:ITEM2:CONDITION OFF;SOURCE 1;
TYPE:MAXIMUM DONTCARE,DONTCARE;:
HISTORY:PARAMETER:ITEM3:CONDITION OFF;
SOURCE 1;TYPE:MINIMUM DONTCARE,DONTCARE;:HISTORY:PARAMETER:ITEM4:CONDITION OFF;SOURCE 1;
TYPE:RMS DONTCARE,DONTCARE;:HISTORY:PARAMETER:LOGIC AND;TLINKAGE 0;
TRANGE -5.0000000,5.0000000:HISTory:ABORt
機能構文
例

ヒストリサーチを中止します。
:HISTory:ABORt:HISTORY:ABORT

構文
例
解説

1

ヒストリメモリ波形の表示モードを設定/問い合わせします。
:HISTory:DMODe {ONE|ALL}:HISTory:DMODe?
:HISTORY:DMODE ALL:HISTORY:DMODE? -> :HISTORY:DMODE ALL「ALL」を指定すると，「:HISTory:DISPlay」で設定されたレコード番号間を重ね描き表示します。

機能
構文
例

ヒストリサーチ(波形パラメータ)に関する設定値をすべて問い合わせます。
:HISTory:PARameter?
:HISTORY:PARAMETER? -> :HISTORY:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OFF;SOURCE 1;
TYPE:PTOPEAK DONTCARE,DONTCARE;:
HISTORY:PARAMETER:ITEM2:CONDITION OFF;
SOURCE 1;TYPE:
MAXIMUM DONTCARE,DONTCARE;:HISTORY:PARAMETER:ITEM3:CONDITION OFF;SOURCE 1;
TYPE:MINIMUM DONTCARE,DONTCARE;:
HISTORY:PARAMETER:ITEM4:CONDITION OFF;
SOURCE 1;TYPE:RMS DONTCARE,DONTCARE;:
HISTORY:PARAMETER:LOGIC AND;TLINKAGE 0;
TRANGE -5.0000000,5.0000000:HISTory:PARameter:ITEM<x>?
機能
構文
例:HISTory:PARameter:ITEM<x>:CONDition
機能

例

解説

構文

例

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメー
タの判定基準を設定/問い合わせします。
:HISTory:PARameter:ITEM<x>:CONDition{OFF|IN|OUT}:HISTory:PARameter:ITEM<x>:CONDition?
<x>＝1〜4:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:CONDITION IN:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:CONDITION? ->:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:CONDITION IN:HISTory:EXECute機能構文
例

ヒストリサーチを実行します。オーバラップコマン
ドです。
:HISTory:EXECute:HISTORY:EXECUTE

IM 701450-17

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形バラメー
タに関するすべての設定値を問い合わせます。
:HISTory:PARameter:ITEM<x>?
<x>＝1〜4:HISTORY:PARAMETER:ITEM1? ->:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:CONDITION OFF;
SOURCE 1;TYPE:PTOPEAK DONTCARE,DONTCARE

機能
構文

3

:HISTory:PARameter?

:HISTory:DISPlay
ヒストリメモリ波形の表示レコードの開始番号と終了番号を設定/問い合わせします。
:HISTory:DISPlay {<NRf>,<NRf>}:HISTory:DISPlay?
<NRf>＝0〜−4095:HISTORY:DISPLAY 0,-100:HISTORY:DISPLAY? ->:HISTORY:DISPLAY 0,-100
設定できるレコード数は，アクイジションの設定により異なります。詳しくは本体ユーザーズマニュア
ルをご覧ください。

2

5-63

索

5.13

HISToryグループ:HISTory:PARameter:ITEM<x>:SOURce:HISTory:PARameter:LOGic

機能ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメー
タの対象波形を設定/問い合わせします。
:HISTory:PARameter:ITEM<x>:SOURce{<NRf>|MATH<x>}:HISTory:PARameter:ITEM<x>:SOURce?
ITEMの<x>＝1〜4<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:SOURCE 1:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:SOURCE? ->:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:SOURCE 1

機能:HISTory:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラ
メータ>

構文

機能

例

構文

例

構文

例
解説

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメー
タの自動測定項目とその上下限値を設定/問い合わせします。
:HISTory:PARameter:ITEM<x>:TYPE:<パラメータ> {<{電圧|DONTcare}>,<{電圧|DONTcare}>|<{時間|DONTcare}>,<{時間|DONTcare}>|<{周波数|DONTcare}>,<周波数|DONTcare}>|<{{<NRf>}|DONTcare}>,<{{<NRf>}|DONTcare}>}:HISTory:PARameter:ITEM<x>:TYPE?
<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DELay|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}<x>＝1〜4<電圧>，<時間>，<周波数>，<NRf>＝本体ユー
ザーズマニュアル参照:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:TYPE:AVERAGE
1.00,-1.00
XY1Integ,XY2Integは，対象トレース(:HISTory:PARameter:ITEM<x>:SOURce)が5〜8の場合には，設定できません。

構文
例:HISTory:PARameter:TLINkage
機能

構文
例

5-64

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の各波形パラメー
タの自動測定値を問い合わせます。
:HISTory:PARameter:ITEM<x>:VALue?
<x>＝1〜4:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:VALUE? ->:HISTORY:PARAMETER:ITEM1:VALUE 1.00E-03

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の判定区間カーソ
ルのリンク移動のON/OFFを設定/問い合わせします。
:HISTory:PARameter:TLINkage {<Boolean>}:HISTory:PARameter:TLINkage?
:HISTORY:PARAMETER:TLINKAGE ON:HISTORY:PARAMETER:TLINKAGE ->:HISTORY:PARAMETER:TLINKAGE 1:HISTory:PARameter:TRANge
機能
構文

例

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の判定区間を設定/
問い合わせします。
:HISTory:PARameter:TRANge {<NRf>,<NRf>}:HISTory:PARameter:TRANge?
<NRf>＝−5.00〜5.00(10div/表示レコード長ス
テップ):HISTORY:PARAMETER:TRANGE -5.00,5.00:HISTORY:PARAMETER:TRANGE? ->:HISTORY:PARAMETER:TRANGE -5.00,5.00:HISTory:RECord
機能
構文

例
解説

:HISTory:PARameter:ITEM<x>:VALue?
機能

ヒストリサーチ(波形パラメータ)の検索ロジックを設定/問い合わせします。
:HISTory:PARameter:LOGic {AND|OR}:HISTory:PARameter:LOGic?
:HISTORY:PARAMETER:LOGIC AND:HISTORY:PARAMETER:LOGIC? ->:HISTORY:PARAMETER:LOGIC AND

ヒストリメモリ波形の対象レコードを設定/問い合わ
せします。
:HISTory:RECord {<NRf>|MINimum}:HISTory:RECord?
<NRf>＝0〜−4095:HISTORY:RECORD 0:HISTORY:RECORD? -> :HISTORY:RECORD 0
・「MINimum」を指定すると，最小のレコード番号になります。
・設定できる対象レコードは，レコード長，インタ
リーブモードの設定によって異なります。詳しくは本体ユーザーズマニュアルをご覧ください。

:HISTory:RECord?
機能
構文
例
解説

MINimum

最小のレコード番号を問い合わせます。
:HISTory:RECord? MINimum:HISTORY:RECORD? MINIMUM -> -999
最小のレコード番号は，レコード長，インタリーブ
モードの設定によって異なります。詳しくは本体
ユーザーズマニュアルをご覧ください。

IM 701450-17

5.13

HISToryグループ:HISTory:SMODe (Search Mode):HISTory:ZONE:EDIT<x>:CONDition

機能

機能

構文
例

ヒストリメモリ波形の検索モードを設定/問い合わせします。
:HISTory:SMODe {OFF|ZONE|PARameter}:HISTory:SMODe?
:HISTORY:SMODE ZONE:HISTORY:SMODE? -> :HISTORY:SMODE ZONE

構文

例

:HISTory:TIME?
機能
構文
例
解説

ヒストリメモリ波形の対象レコード番号の時間を問
い合わせます。
:HISTory:TIME? {<NRf>|MINimum}:HISTORY:TIME? -100 -> :HISTORY:TIME "0100 10:20:30.40"「MINimum」を指定すると，最小のレコード番号に
なります。

解説

機能
構文

構文
例

ヒストリサーチ(ゾーン)に関するすべての設定値を問い合わせます。
:HISTory:ZONE?
:HISTORY:ZONE? -> :HISTORY:ZONE:EDIT1:
CONDITION OFF;SOURCE 1;
HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL -3.0000000,1.0000000;:HISTORY:
ZONE:EDIT2:CONDITION OFF;SOURCE 1;
HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL -1.0000000,1.0000000;:HISTORY:
ZONE:EDIT3:CONDITION OFF;SOURCE 1;
HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL 1.0000000,3.0000000;:HISTORY:
ZONE:EDIT4:CONDITION OFF;SOURCE 1;
HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL 3.0000000,-2.5000000;:HISTORY:
ZONE:LOGICAND

例

解説

構文

:HISTory:ZONE:EDIT<x>?
機能
構文例

ヒストリサーチ(ゾーン)の検索ゾーンに関するすべての設定値を問い合わせます。
:HISTory:ZONE:EDIT<x>?
<x>＝1〜4:HISTORY:ZONE:EDIT1? ->:HISTORY:ZONE:EDIT1:CONDITION OFF;
SOURCE 1;HORIZONTAL 0.50,-0.50;
VERTICAL -3.0000000,-1.0000000

IM 701450-17

ヒストリサーチ(ゾーン)の検索ウインドウの縦軸範囲(Upper/Lower)を設定/問い合わせします。
:HISTory:ZONE:EDIT<x>:HORizontal{<NRf>,<NRf>}:HISTory:ZONE:EDIT<x>:HORizontal?
<x>＝1〜4<NRf>＝−4〜4div(0.01ステップ，Upper，Lowerの順):HISTORY:ZONE:EDIT1:HORIZONTAL 4.00,-4.00:HISTORY:ZONE:EDIT1:HORIZONTAL? ->:HISTORY:ZONE:EDIT1:HORIZONTAL 4.00,-4.00
EDIT<x>で，設定をする検索ゾーンを指定します。

例

解説

3

5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

:HISTory:ZONE:EDIT<x>:SOURce
機能

2

4

:HISTory:ZONE:EDIT<x>:HORizontal:HISTory:ZONE?
機能

1

ヒストリサーチ(ゾーン)の検索ゾーンの検索条件を設定/問い合わせします。
:HISTory:ZONE:EDIT<x>:CONDition{OFF|IN|OUT}:HISTory:ZONE:EDIT<x>:CONDition?
<x>＝1〜4:HISTORY:ZONE:EDIT1:CONDITION IN:HISTORY:ZONE:EDIT1:CONDITION?:HISTORY:
ZONE:EDIT1:CONDITION IN
EDIT<x>で，設定をする検索ゾーンを指定します。

ヒストリサーチ(ゾーン)の対象波形を設定/問い合わ
せします。
:HISTory:ZONE:EDIT<x>:SOURce{<NRf>|MATH<x>}:HISTory:ZONE:EDIT<x>:SOURce?
EDIT<x>の<x>＝1〜4<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:HISTORY:ZONE:EDIT1:SOURCE 1:HISTORY:ZONE:EDIT1:SOURCE? ->:HISTORY:ZONE:EDIT1:SOURCE 1
EDIT<x>で，設定をする検索ゾーンを指定します。

5-65

索

5.13

HISToryグループ:HISTory:ZONE:EDIT<x>:VERTical
機能
構文

例

解説

ヒストリサーチ(ゾーン)の検索ウインドウの横軸範囲(Left/Right)を設定/問い合わせします。
:HISTory:ZONE:EDIT<x>:VERTical{<NRf>,<NRf>}:HISTory:ZONE:EDIT<x>:VERTical?
<x>＝1〜4<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ，Left，Rightの順):HISTORY:ZONE:EDIT1:VARTICAL -2,2
:HISTORY:ZONE:EDIT1:VARTICAL? ->:HISTORY:ZONE:EDIT1:
VARTICAL -2.0000000,2.0000000
EDIT<x>で，設定をする検索ゾーンを指定します。

:HISTory:ZONE:LOGic
機能
構文
例

5-66

ヒストリサーチ(ゾーン)の検索ロジック条件を設定/
問い合わせします。
:HISTory:ZONE:LOGic {AND|OR}:HISTory:ZONE:LOGic?
:HISTORY:ZONE:LOGIC AND:HISTORY:ZONE:LOGIC? ->:HISTORY:ZONE:LOGIC AND

IM 701450-17

5.14 IMAGeグループ

1

5.14 IMAGeグループ
IMAGeグループは，画面イメージデータの保存に関するグループです。フロントパネルの(SHIFT＋)IMAGE SAVEと同じ設定・実行，および設定内容の変更の問い合わせができます。

2;:IMAGe:ABORt<Space>COMMent

<文字列>

3

?

<Space>COMPression

OFF
ON
<NRf>

4

BMP

5

?
EXECute<Space>

FORMat

TIFF

コ
マ
ン
6
ド

PSCript
?

;
SAVE

;

<Space>ANAMing

OFF
ON

7

<NRf>
?
CDIRectory<Space>DRIVe<Space>

<文字列>

付

?
*1
FLOPpy

*3

,

SCSI
ZIP
NETWork<Space>

NAME

<NRf>

,

<NRf>

索

*1
*2

<Filename>
?
?

SEND

?

TONE

<Space>

COLor
GRAY
OFF
REVerse?
?

*1 「FLOPpy」はフロッピーディスクドライブ内蔵時，「ZIP」はZipドライブ内蔵時に使用できます。
*2 「NETWork」イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。
*3 「SCSI」は，SCSI(オプション)搭載時に使用できます。

IM 701450-17

5-67

5.14 IMAGeグループ:IMAGe?

:IMAGe:SAVE?

機能

機能

構文
例

画面イメージデータの保存に関するすべての設定値を問い合わせます。
:IMAGe?
:IMAGE? -> :IMAGE:FORMAT TIFF;TONE OFF;COMMENT "";COMPRESSION 0;SAVE:ANAMING 1;NAME ""構文例

画面イメージデータのストレージメディアへの保存に関するすべての設定値を問い合わせます。
:IMAGe:SAVE?
:IMAGE:SAVE? -> :IMAGE:SAVE:
DRIVE FLOPPY;DIRECTORY "NO_1";
ANAMING 0;NAME "DISP_1":IMAGe:ABORt:IMAGe:SAVE:ANAMing

機能

機能

構文
例

画面イメージデータをストレージメディアに保存するのを中止します。
:IMAGe:ABORt:IMAGE:ABORT

構文
例:IMAGe:COMMent
機能
構文

例

画面下部のコメントを設定/問い合わせします。
:IMAGe:COMMent <文字列>:IMAGe:COMMent?
<文字列>=20文字以内:IMAGE:COMMENT "THIS IS TEST.":IMAGE:COMMENT? ->:IMAGE:COMMENT "THIS IS TEST."

画面イメージデータの保存先のファイル名の自動作
成のON/OFFを設定/問い合わせします。
:IMAGe:ANAMing {<Boolean>}:IMAGe:SAVE:ANAMing?
:IMAGE:ANAMING ON:IMAGE:SAVE:ANAMING? ->:IMAGE:SAVE:ANAMING 1:IMAGe:SAVE:CDIRectory
機能
構文
例

画面イメージデータを保存するファイルのディレク
トリを変更します。
:IMAGe:SAVE:DIRectory <文字列><文字列>＝14文字以内:IMAGE:SAVE:DIRECTORY "NO_1":IMAGe:COMPression
機能
構文
例

解説

画面イメージデータのTIFFフォーマット時のデータ圧縮の有無を設定/問い合わせします。
:IMAGe:COMPression {<Boolean>}:IMAGe:COMPression?
:IMAGE:COMPRESSION ON:IMAGE:COMPRESSION? ->:IMAGE:COMPRESSION 1
この設定は，ストレージメディアに保存する時に有効です。

:IMAGe:SAVE:DRIVe
機能
構文

例

:IMAGe:EXECute
機能
構文
例

画面イメージデータをストレージメディアに保存します。
:IMAGe:EXECute:IMAGE:EXECUTE

解説:IMAGe:FORMat
機能
構文

例

画面イメージデータの保存形式を設定/問い合わせします。
:IMAGe:FORMat{TIFF|BMP|PSCRipt|PNG|JPEG}:IMAGe:FORMat?
:IMAGE:FORMAT TIFF
:IMAGE:FORMAT? -> :IMAGE:FORMAT TIFF

:IMAGe:SAVE:NAME
機能
構文
例

5-68

画面イメージデータを保存するファイルのストレー
ジメディアを設定します。
:IMAGe:SAVE:DRIVe{FLOPpy|ZIP|PCCard[,<NRf>]|SCSI,<NRf>[,<NRf>]|NETWork}
PCCardの<NRf>＝パーティション(0〜3)
SCSIの最初の<NRf>＝SCSIアドレス(0〜7)
SCSIの2番目の<NRf>＝パーティション(0〜4):IMAGE:SAVE:DRIVE FLOPPY:IMAGE:SAVE:DRIVE? ->:IMAGE:SAVE:DRIVE FLOPPY・パーティションを設定していないドライブの場合
は，パーティション指定の<NRf>は省略してください。
「FLOPpy」はフロッピーディスクドライブ内蔵
時，「ZIP」はZipドライブ内蔵時に使用できます。
「NETWork」はイーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。
・「SCSI」は，SCSI(オプション)搭載時に使用できます。

画面イメージデータを保存するファイルのファイル名を設定/問い合わせします。
:IMAGe:SAVE:NAME <Filename>:IMAGe:SAVE:NAME?
:IMAGE:SAVE:NAME "DISP_1":IMAGE:SAVE:NAME? -> :IMAGE:SAVE:NAME "DISP_1"
IM 701450-17

5.14 IMAGeグループ/5.15 INITializeグループ:IMAGe:SEND?

:IMAGe:TONE

機能
構文
例

機能

解説

画面イメージデータを問い合わせます。
:IMAGe:SEND?
:IMAGE:SEND? -> #6(6桁のバイト数)(データバイ
トの並び)(ブロックデータ)
・<ブロックデータ>のバイト数は，{2＋6＋データ
数＋１Ｋ(デリミタ)}です。
・<ブロックデータ>については，4-6ページを参照
してください。

構文例

1

保存する画面イメージデータの色調を設定/問い合わせします。
:IMAGe:TONE {OFF|COLor|REVerse|GRAY}:IMAGe:TONE?
:IMAGE:TONE COLOR:IMAGE:TONE? -> :IMAGE:TONE COLOR

3

5.15 INITializeグループ
INITializeグループは，イニシャライズに関するグループです。フロントパネルのSETUPのInitializeと同じ内容を実行できます。
:INITialize

:

5
コ
マ
ン
6
ド

:INITialize:EXECute
イニシャライズを実行します。
:INITialize:EXECute:INITIALIZE:EXECUTE:INITialize:UNDO
機能
構文
例

4

EXECute
UNDO

機能
構文
例

2

7

実行したイニシャライズを取り消します。
:INITialize:UNDO:INITIALIZE:UNDO

付索

IM 701450-17

5-69

5.16

LOGicグループ(オプション)

5.16 LOGicグループ(オプション)
LOGicグループはロジック入力に関するグループです。フロントパネルのLOGICと同じ設定，および設定内容の問
い合わせができます。ただし，ロジック入力が装備されていないと，設定/問い合わせできません。
;:LOGic:MODE<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

FORMat<Space>

BOTH
ONLY
?

;

PODA

:

ALL

:

DISPlay<Space>

OFF

PODB

ON
<NRf>
;

BIT0

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LABel

<Space>

<文字列>
?
?

;

BIT1

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LABel

<Space>

<文字列>
?
?

;

BIT2

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LABel

<Space>

<文字列>
?
?

;

BIT3

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LABel

<Space>

<文字列>
?
?

;

BIT4

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

LABel

<Space>

<文字列>
?
?

5-70

IM 701450-17

5.16

LOGicグループ(オプション)

1

;

BIT5

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>

2

?
LABel

<Space>

<文字列>
?
?

3

;

BIT6

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>

4

?
LABel

<Space>

<文字列>
?
?

5

;

BIT7

:

DISPlay<Space>

OFF

コ
マ
ン
6
ド

ON
<NRf>
?
LABel

<Space>

<文字列>
?
?

7

;

THReshold:

TYPE<Space>

ECL
CMOS5
CMOS3

付

USERdefine?
USERlevel<Space>

<電圧>
?

索

?
?
?

IM 701450-17

5-71

5.16

LOGicグループ(オプション):LOGic?

:LOGic:{PODA|PODB}?

機能

機能

構文
例

解説

ロジック入力波形に関するすべての設定値を問い合わせます。
:LOGic?
:LOGIC? -> :LOGIC:MODE 0;FORMAT BOTH;
PODA:BIT0:DISPLAY 1;LABEL "A-0";:
LOGIC:PODA:BIT1:DISPLAY 1;LABEL "A-1";:
LOGIC:PODA:BIT2:DISPLAY 1;LABEL "A-2";:
LOGIC:PODA:BIT3:DISPLAY 1;LABEL "A-3";:
LOGIC:PODA:BIT4:DISPLAY 1;LABEL "A-4";:
LOGIC:PODA:BIT5:DISPLAY 1;LABEL "A-5";:
LOGIC:PODA:BIT6:DISPLAY 1;LABEL "A-6";:
LOGIC:PODA:BIT7:DISPLAY 1;LABEL "A-7";:
LOGIC:PODA:THRESHOLD:TYPE CMOS5;USERLEVEL 2.5E+00;:LOGIC:PODB:BIT0:DISPLAY 1;LABEL "B-0";:LOGIC:PODB:BIT1:DISPLAY 1;LABEL "B-1";:LOGIC:PODB:BIT2:DISPLAY 1;LABEL "B-2";:LOGIC:PODB:BIT3:DISPLAY 1;LABEL "B-3";:LOGIC:PODB:BIT4:DISPLAY 1;LABEL "B-4";:LOGIC:PODB:BIT5:DISPLAY 1;LABEL "B-5";:LOGIC:PODB:BIT6:DISPLAY 1;LABEL "B-6";:LOGIC:PODB:BIT7:DISPLAY 1;LABEL "B-7";:LOGIC:PODB:THRESHOLD:TYPE CMOS5;USERLEVEL 2.5E+00
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:LOGic:FORMat
機能
構文
例
解説

ロジック入力波形の表示フォーマットを設定/問い合
わせします。
:LOGic:FORMat {BOTH|ONLY}:LOGic:FORMat?
:LOGIC:FORMAT BOTH
:LOGIC:FORMAT? -> :LOGIC:FORMAT BOTH
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:LOGic:MODE
機能
構文
例
解説

ロジック入力のON/OFFを設定/問い合わせします。
:LOGic:MODE {<Boolean>}:LOGic:MODE?
:LOGIC:MODE ON:LOGIC:MODE? -> :LOGIC:MODE 1
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

構文例

解説:LOGic:{PODA|PODB}:ALL:DISPlay
機能
構文
例
解説

ロジック入力の指定ポッドごとの全ビットの表示のON/OFFを設定します。
:LOGic:ALL:DISPlay {<Boolean>}:LOGIC:ALL:DISPLAY ON
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|
BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:DISPlay
機能
構文

例

解説

ロジック入力の指定ポッドごとの各ビットの表示を設定/問い合わせします。
:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|
BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:DISPlay{<Boolean>}:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|
BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:DISPlay?
:LOGIC:PODA:BIT1:DISPLAY ON:LOGIC:PODA:BIT1:DISPLAY? ->:LOGIC:PODA:BIT1:DISPLAY 1
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|
BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:LABel
機能
構文

例

解説

5-72

ロジック入力の指定ポッドごとのすべての設定値を問い合わせます。
:LOGic:{PODA|PODB}?
:LOGIC:PODA? -> :LOGIC:PODA:BIT0:DISPLAY 0;LABEL "A-0";:LOGIC:PODA:BIT1:DISPLAY 0;LABEL "A-1";:LOGIC:PODA:BIT2:DISPLAY 0;LABEL "A-2";:LOGIC:PODA:BIT3:DISPLAY 0;LABEL "A-3";:LOGIC:PODA:BIT4:DISPLAY 0;LABEL "A-4";:LOGIC:PODA:BIT5:DISPLAY 0;LABEL "A-5";:LOGIC:PODA:BIT6:DISPLAY 0;LABEL "A-6";:LOGIC:PODA:BIT7:DISPLAY 0;LABEL "A-7";:LOGIC:PODA:
THRESHOLD:TYPE TTL;USERLEVEL 1.4E+00
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

ロジック入力の指定ポッドごとの各ビットのラベル
名を設定/問い合わせします。
:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|
BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:LABel <文字列>:LOGic:{PODA|PODB}:{BIT0|BIT1|BIT2|
BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7}:LABel?
<文字列>＝8文字以内:LOGIC:PODA:BIT1:LABEL "NO_1":LOGIC:PODA:BIT1:LABEL? ->:LOGIC:PODA:BIT1:LABEL 1
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

IM 701450-17

5.16

LOGicグループ(オプション)

1:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold?
機能
構文
例

解説

ロジック入力の指定ポッドごとのスレショルドレベ
ルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold?
:LOGIC:PODA:THRESHOLD? ->:LOGIC:PODA:THRESHOLD:TYPE
TTL;USERLEVEL 1.400E+00
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

2
3:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:TYPE
機能
構文

例

解説

ロジック入力の指定ポッドごとのスレショルドレベ
ルの選択を実行/問い合わせします。
:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:TYPE{CMOS5|CMOS3|ECL|USERdefine}:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:TYPE?
:LOGIC:PODA:THRESHOLD:TYPE ECL:LOGIC:PODA:THRESHOLD:TYPE? ->:LOGIC:PODA:THRESHOLD:TYPE ECL
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

4
5
コ
マ
ン
6
ド

:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:USERlevel
機能
構文

例

解説

7

ロジック入力の指定ポッドごとのユーザー定義でのスレショルドレベルを設定/問い合わせします。
:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:USERlevel{<電圧>}:LOGic:{PODA|PODB}:THReshold:USERlevel?
<電圧>＝−10〜10V(0.1Vステップ):LOGIC:PODA:THRESHOLD:USERLEVEL 1V:LOGIC:PODA:THRESHOLD:USERLEVEL? ->:LOGIC:PODA:THRESHOLD:USERLEVEL 1.0E+00
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

IM 701450-17

付
索

5-73

5.17 MATHグループ

5.17 MATHグループ
MATHグループは，演算に関するグループです。フロントパネルのMATHと同じ設定，および設定内容の問い合わ
せができます。
；
；
:MATH

<x>

:

BINary:CHANnel<x><Space>

<電圧>

,

<電圧>

<電流>

,

<電流>

<NRf>

,

<NRf>

?

1

MATH

<Space>?
?

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
；

FFT

:

POINts<Space><NRf>?

SPOint<Space><NRf>?

WINDow<Space>RECTangle
HANNing
FLATtop?
?

INTegral:

SPOint<Space>

<NRf>
?
?

LABel

<Space>MODE<Space><文字列>?
NORMalUSERdefine?

OPERation<Space>

PLUS

,

<NRf>

,

<NRf>

MINus
MULTiple
INTegral
DIFFerential
INVertPS
BINary
THRough
?
；
SCALe

:

CENTer<Space>

<NRf>
?

MODE

<Space>AUTO
MANual?

SENSitivity<Space><NRf>?
?

SMOothing<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

5-74

IM 701450-17

5.17 MATHグループ
UNIT<Space>

1

<文字列>
?
；
；

USERdefine:

AVERage:

CCOunt<Space>

2

<NRf>
?

COUNt

<Space><NRf>?

EWEight<Space>

3

<NRf>
?

MODE

<Space>EXPonent
LINear

4

OFF
CYCLe
PEAK
?
TYPE

<Space>5

FREQuency
TIME
?

コ
マ
ン
6
ド

?

CONStant<x><Space><NRf>?

DEFine<Space><文字列>?

DISPlay<Space>

OFF

7

ON
<NRf>
?
；
FFT

:

POINts<Space>WINDow<Space>付<NRf>?
RECTangle
HANNing

索FLATtop?
?
；
FILTer

<x>

:

BAND

<Space>

BPASs
HPASs
LPASs
?

CUToff<x><Space>

<NRf>
?

TYPE

<Space>

GAUSs
IIR
SHARp
?
?

LABel

<Space>

MREFerence<Space>

<文字列>
?
<NRf>

,

<NRf>

?

IM 701450-17

5-75

5.17 MATHグループ
；
SCALe

:

CENTer<Space>

<NRf>
?

MODE

<Space>AUTO
MANual?

SENSitivity<Space>

<NRf>
?
?

；
THReshold:

CHANnel<x><Space>

<電圧>

,

<電圧>

<電流>

,

<電流>

<NRf>

,

<NRf>

?

<x>

MATH

<Space>?
?

UNIT<Space>

<文字列>
?
?
?

CONSTANT8 1.00000E+00;THRESHOLD:CHANNEL1 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL2 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL3 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL4 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL5 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL6 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL7 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL8 0.0E+00,0.0E+00;
MATH1 0.00,0.00;MATH2 0.00,0.00:MATH<x>?
機能
構文
例

5-76

演算に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>?
<x>＝1，2:MATH1? -> :MATH1:MODE NORMAL;DISPLAY 0;OPERATION PLUS,1,2;FFT:POINTS 1000;WINDOW HANNING;
SPOINT -5.0000000;:MATH1:BINARY:CHANNEL1 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL2 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL3 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL4 0.0E+00,0.0E+00;
MATH1 0.00,0.00;:MATH1:INTEGRAL:SPOINT -5.0000000;:MATH1:SCALE:
MODE AUTO;CENTER 0.00000E+00;
SENSITIVITY 100.000E+00;:MATH1:
SMOOTHING 0;UNIT "EU";LABEL "Math1";
USERDEFINE:DISPLAY 0;DEFINE "C1";SCALE:
MODE AUTO;CENTER 0.00000E+00;
SENSITIVITY 1.00000E+00;:MATH1:
USERDEFINE:UNIT "EU";LABEL "Math1";
MREFERENCE -5.0000000,5.0000000;FFT:POINTS 1000;WINDOW HANNING;:MATH1:
USERDEFINE:AVERAGE:MODE OFF;TYPE TIME;
COUNT 16;EWEIGHT 16;CCOUNT 720;:MATH1:
USERDEFINE:FILTER1:TYPE GAUSS;BAND LPASS;CUTOFF1 10.0;CUTOFF2 10.0;:
MATH1:USERDEFINE:FILTER2:TYPE GAUSS;BAND LPASS;CUTOFF1 10.0;CUTOFF2 10.0;:
MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1 1.00000E+00;
CONSTANT2 1.00000E+00;
CONSTANT3 1.00000E+00;
CONSTANT4 1.00000E+00;
CONSTANT5 1.00000E+00;
CONSTANT6 1.00000E+00;
CONSTANT7 1.00000E+00;:MATH<x>:BINary?
機能
構文例

2値化演算に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:BINary?
<x>＝1，2:MATH1:BINARY? -> :MATH1:BINARY:CHANNEL1 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL2 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL3 0.0E+00,0.0E+00;
CHANNEL4 0.0E+00,0.0E+00;
MATH1 0.00,0.00

IM 701450-17

5.17 MATHグループ:MATH<x>:BINary:{CHANnel<x>|MATH1}:MATH<x>:FFT:WINDow

機能

機能
構文

構文

例

解説

2値化演算における各チャネルの2値化レベルを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:BINary:{CHANnel<x>|MATH1} {<電圧>,<電圧>|<NRf>,<NRf>}
MATH<x>の<x>＝1，2
CHANnel<x>の<x>＝1〜4<電圧>＝画面内8div分(0.01divステップ)<NRf>＝−4〜4div(0.01divステップ):MATH1:BINARY:CHANNEL1 0V,0V:MATH1:BINARY:CHANNEL1? -> :MATH1:
BINARY:CHANNEL1 0.000E+00,0.000E+00「:MATH<x>:BINary:MATH1」コマンドは，<x>＝2のときに使用できます。<x>＝1だとエラーになります。電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わせとなります。

例

1

FFT演算の窓関数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:FFT:WINDow{HANNing|RECTangle|FLATtop}:MATH<x>:FFT:WINDow?
<x>＝1，2:MATH1:FFT:WINDOW HANNING:MATH1:FFT:WINDOW? -> :MATH1:FFT:WINDOW HANNING

2
3:MATH<x>:INTegral?
機能
構文例

積分演算に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:INTegral?
<x>＝1，2:MATH1:INTEGRAL? ->:MATH1:INTEGRAL:SPOINT -5.0000000:MATH<x>:DISPlay
機能
構文

例

演算波形を表示する(ON)/表示しない(OFF)を設定/
問い合わせします。
:MATH<x>:DISPlay {<Boolean>}:MATH<x>:DISPlay?
<x>＝1，2:MATH1:DISPLAY ON:MATH1:DIPSLAY? -> :MATH1:DISPLAY 1:MATH<x>:FFT?
機能
構文
例

FFT演算に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:FFT?
<x>＝1，2:MATH1:FFT? -> :MATH1:FFT:POINTS 1000;
WINDOW RECTANGLE;SPOINT -5.0000000

例

例

FFT演算の点数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:FFT:POINts {<NRf>}:MATH<x>:FFT:POINts?
<x>＝1，2<NRf>＝1000,10000:MATH1:FFT:POINTS 1000
:MATH1:FFT:POINTS? -> :MATH1:FFT:POINTS 1000

:MATH<x>:FFT:SPOint (Start Point)
機能
構文

例

FFT演算の開始位置を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:FFT:SPOint {<NRf>}:MATH<x>:FFT:POINt?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):MATH1:FFT:SPOINT 1.5:MATH1:FFT:SPOINT? -> :MATH1:FFT:SPOINT
1.5000000

IM 701450-17

積分演算の開始位置を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:INTegral:SPOint {<NRf>}:MATH<x>:INTegral:POINt?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):MATH1:INTEGRAL:SPOINT 1.5:MATH1:INTEGARL:SPOINT? ->:MATH1:INTEGARL:SPOINT 1.5000000

7付:MATH<x>:LABel
機能
構文:MATH<x>:FFT:POINts
機能
構文

5
コ
マ
ン
6
ド

:MATH<x>:INTegral:SPOint (Start
Point)
機能
構文

4

例

演算波形にラベル名を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:LABel {<文字列>}:MATH<x>:LABel?
<x>＝1，2<文字列>＝8文字以内:MATH1:LABEL "MATH1":MATH1:LABEL? -> :MATH1:LABEL "MATH1":MATH<x>:MODE
機能
構文

例
解説

演算モードを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:MODE {NORMal|USERdefine}:MATH<x>:MODE?
<x>＝1，2:MATH1:MODE NORMAL:MATH1:MODE? -> :MATH1:MODE NORMAL
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。
ユーザー定義演算はオプションです。

5-77

索

5.17 MATHグループ:MATH<x>:OPERation:MATH<x>:SCALe:SENSitivity

機能
構文

機能

例

解説

演算子を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:OPERation{PLUS|MINus|MULTiple|BINary|INVert|
DIFFerential|INTegral|PS|THRough},{<NRf>}[,{<NRf>|MATH1}]:MATH<x>:OPERation?
<x>＝1，2<NRf>＝1〜4:MATH1:OPERATION PLUS,1,2:MATH1:OPERATION? ->:MATH1:OPERATION PLUS,1,2・単項演算子(BINary|INVert|DIFFerential|
INTegral|PS|THRough)の場合は，最初の<NRf>に対象波形を選択します。
・2項演算子(PLUS|MINus|MULTiple)の場合は，最初の<NRf>に1項目の対象波形を選択し，2つ目の<NRf>に2項目の対象波形を選択します。

:MATH<x>:SCALe?
機能
構文
例

通常演算時のスケール変換に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:SCALe?
<x>＝1，2:MATH1:SCALE? -> :MATH1:SCALE:
MODE AUTO;VALUE 200.000E+00,0.0E+00

構文

例:MATH<x>:SMOothing
機能
構文

例
解説

構文

例

通常演算時のスケール変換の中心値を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:SCALe:CENTer {<NRf>}:MATH<x>:SCALe:CENTer?
<x>＝1，2<NRf>＝−9.9999E+30〜9.9999E+30:MATH1:SCALE:CENTER 1:MATH1:SCALE:CENTER? ->:MATH1:SCALE:CENTER 1.00000E+00

通常演算時のスムージングのON/OFFを設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:SMOothing {<Boolean>}:MATH<x>:SMOothing?
<x>＝1，2:MATH1:SMOOTHING ON:MATH1:SMOOTHING? -> :MATH1:SMOOTHING 1「:MATH<x>:OPERation」で「PS」が選択されている場合は，無効です。

:MATH<x>:UNIT
機能
構文:MATH<x>:SCALe:CENTer
機能

通常演算時のスケール変換の中心からのスパンを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:SCALe:SENSitivity {<NRf>}:MATH<x>:SCALe:SENSitivity?
<x>＝1，2<NRf>＝−9.9999E+30〜9.9999E+30:MATH1:SCALE:SENSITIVITY 10:MATH1:SCALE:SENSITIVITY? ->:MATH1:SCALE:SENSITIVITY 10.0000E+00

例
解説

通常演算時の演算結果に付加する単位を設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:UNIT {<文字列>}:MATH<x>:UNIT?
<x>＝1，2<文字列>＝4文字以内:MATH1:UNIT "EU":MATH1:UNIT? -> :MATH1:UNIT "EU"
単位は，スケール値に反映されます。
演算結果に影響を及ぼすことはありません。

:MATH<x>:SCALe:MODE
機能
構文

例

5-78

通常演算時のスケール変換の方法を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:SCALe:MODE {AUTO|MANual}:MATH<x>:SCALe:MODE?
<x>＝1，2:MATH1:SCALE:MODE AUTO
:MATH1:SCALE:MODE? ->:MATH1:SCALE:MODE AUTO

IM 701450-17

5.17 MATHグループ:MATH<x>:USERdefine?

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:CCOunt

機能

機能

構文
例

解説

ユーザー定義演算に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:USERdefine?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE? ->:MATH1:USERDEFINE:DISPLAY 0;DEFINE"C1";SCALE:MODE AUTO;CENTER 0.00000E+00;
SENSITIVITY 1.00000E+00;:MATH1:
USERDEFINE:UNIT "EU";LABEL "Math1";
MREFERENCE -5.0000000,5.0000000;FFT:POINTS 1000;WINDOW HANNING;:MATH1:
USERDEFINE:AVERAGE:MODE OFF;TYPE TIME;
COUNT 16;EWEIGHT 16;CCOUNT 720;:MATH1:
USERDEFINE:FILTER1:TYPE GAUSS;BAND LPASS;CUTOFF1 10.0;CUTOFF2 10.0;:
MATH1:USERDEFINE:FILTER2:TYPE GAUSS;BAND LPASS;CUTOFF1 10.0;CUTOFF2 10.0;:
MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1 1.00000E+00;
CONSTANT2 1.00000E+00;
CONSTANT3 1.00000E+00;
CONSTANT4 1.00000E+00;
CONSTANT5 1.00000E+00;
CONSTANT6 1.00000E+00;
CONSTANT7 1.00000E+00;
CONSTANT8 1.00000E+00;THRESHOLD:CHANNEL1 236.240E-03,6.553E+03;
CHANNEL2 236.240E-03,236.240E-03;
CHANNEL3 236.240E-03,236.240E-03;
CHANNEL4 236.240E-03,236.240E-03;
MATH1 6.55,0.00
ユーザー定義演算(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:MATH<x>:USERdefine:AVERage?
機能
構文
例

解説

ユーザー定義演算のアベレージングに関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:USERdefine:AVERage?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE? ->:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:MODE OFF;TYPE TIME;COUNT 16;EWEIGHT 16;
CCOUNT 720
ユーザー定義演算(オプション)に対応していないと，エラーになります。
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

構文

例

解説

1
2
3
4

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt
機能
構文

例

解説

ユーザー定義演算の単純平均の波形取り込み回数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt{<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:AVERage:COUNt?
<x>＝1，2<NRf>=2〜128(2nステップ):MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:COUNT 16:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:COUNT? ->:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:COUNT 16
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

5
コ
マ
ン
6
ド

7

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight
機能
構文

例

解説

ユーザー定義演算の指数化平均の減衰定数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight{<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:AVERage:EWEight?
<x>＝1，2<NRf>=2〜256(2nステップ):MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:EWEIGHT 16:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:EWEIGHT? ->:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:EWEIGHT 16
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE
機能
構文

例

解説

IM 701450-17

ユーザー定義演算のサイクルアベレージ(周期平均)の周期回数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:CCOunt{<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:AVERage:CCOunt?
<x>＝1，2<NRf>=10〜1800:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:CCOUNT 100:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:CCOUNT ->:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:CCOUNT 100
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

ユーザー定義演算のアベレージングモードを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE{CYCLe|EXPonent|LINear|OFF|PEAK}:MATH<x>:USERdefine:AVERage:MODE?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:MODE LINEAR:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:MODE? ->:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:MODE LINEAR
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

5-79

付
索

5.17 MATHグループ:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINts

機能

機能

構文

例

解説

ユーザー定義演算のアベレージングの領域を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE{FREQuency|TIME}:MATH<x>:USERdefine:AVERage:TYPE?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:TYPE TIME
:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:TYPE? ->:MATH1:USERDEFINE:AVERAGE:TYPE TIME
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

構文

例

解説

ユーザー定義演算のFFT演算の点数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINts {<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:FFT:POINts?
<x>＝1，2<NRf>=1000，10000:MATH1:USERDEFINE:FFT:POINTS 1000
:MATH1:USERDEFINE:FFT:POINTS? ->:MATH1:USERDEFINE:FFT:POINTS 1000
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x>:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow

機能
構文

機能

例

解説

ユーザー定義演算の定数を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x> {<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:CONStant<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2
CONStant<x>の<x>=1〜8<NRf>=-9.9999E+30〜+9.9999E+30:MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1 1:MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1? ->:MATH1:USERDEFINE:CONSTANT1 1.0000E+00
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

構文

例

解説

ユーザー定義演算のFFT演算の窓関数を設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow{FLATtop|HANNing|RECTangle}:MATH<x>:USERdefine:FFT:WINDow?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:FFT:WINDOW RECTANGLE:MATH1:USERDEFINE:FFT:WINDOW? ->:MATH1:USERDEFINE:FFT:WINDOW RECTANGLE
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

:MATH<x>:USERdefine:DEFine:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>?

機能

機能

構文

例

解説

ユーザー定義演算の演算式を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:DEFine {<文字列>}:MATH<x>:USERdefine:DEFine?
<x>＝1，2<文字列>=55文字以内:MATH1:USERDEFINE:DEFINE "C1-C2":MATH1:USERDEFINE:DEFINE? ->:MATH1:USERDEFINE:DEFINE "C1-C2"
本体画面に表示されるキーボード以外の文字や記号は使用できません。

構文

例

解説

ユーザー定義演算のフィルタに関するすべての設定
値を問い合わせます。
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2
FILTer<x>の<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:FILTER1? ->:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:TYPE
GAUSS;BAND LPASS;CUTOFF1 10.0;CUTOFF2
10.0
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND:MATH<x>:USERdefine:DISPlay
機能
構文

例

ユーザー定義演算が有効(ON)/無効(OFF)を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:DISPlay {<Boolean>}:MATH<x>:USERdefine:DISPlay?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:DISPLAY ON:MATH1:USERDEFINE:DISPLAY? ->:MATH1:USERDEFINE:DISPLAY 1:MATH<x>:USERdefine:FFT?
機能
構文
例

解説

5-80

ユーザー定義演算のFFT演算に関するすべての設定
値を問い合わせます。
:MATH<x>:USERdefine:FFT?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:FFT? ->:MATH1:USERDEFINE:FFT:POINTS 1000;
WINDOW HANNING
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

機能
構文

例

解説

ユーザー定義演算のフィルタのバンド(周波数帯)を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND{BPASs|HPASs|LPASs}:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND?
MATH<x>の<x>＝1，2
FILTer<x>の<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:BAND LPASS:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:BAND? ->:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:BAND LPASS「:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE
GAUSs」の場合，LPASs以外は設定できません。
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

IM 701450-17

5.17 MATHグループ:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x>:MATH<x>:USERdefine:SCALe?

機能

機能

構文

例

解説

ユーザー定義演算のカットオフ周波数を設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x>{<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:
CUToff<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2
FILTer<x>の<x>＝1，2
CUToff<x>の<x>＝1，2<NRf>=2〜30%(0.2%ステップ):MATH1:USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1 10:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1? ->:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:CUTOFF1 10.0「:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:BAND
BPASs」以外はCUToff2は設定できません。
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

構文
例

解説

:MATH<x>:USERdefine:SCALe:CENTer
機能
構文:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE
機能
構文

例

ユーザー定義演算のフィルタのタイプを設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE{GAUSs|IIR|SHARp}:MATH<x>:USERdefine:FILTer<x>:TYPE?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:TYPE GAUSS:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:TYPE? ->:MATH1:USERDEFINE:FILTER1:TYPE GAUSS

例

解説

機能

:MATH<x>:USERdefine:LABel

構文

例

ユーザー定義演算に演算波形ラベル名を設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:LABel {<文字列>}:MATH<x>:LABel?
<x>＝1，2<文字列>＝8文字以内:MATH1:USERDEFINE:LABEL "USER1":MATH1:USERDEFINE:LABEL? ->:MATH1:USERDEFINE:LABEL "USER1":MATH<x>:USERdefine:MREFerence
機能
構文

例

ユーザー定義演算の範囲を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:MREFerence{<NRf>,<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:MREFerence?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):MATH1:USERDEFINE:MREFERENCE -4,4
:MATH1:USERDEFINE:MREFERENCE? ->:MATH1:USERDEFINE:
MREFERENCE -4.0000000,4.0000000

IM 701450-17

ユーザー定義演算のスケール変換の中心値を設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:SCALe:CENTer{<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:SCALe:CENTer?
<x>＝1，2<NRf>＝−9.9999E+30〜9.9999E+30:MATH1:USERDEFINE:SCALE:CENTER 1:MATH1:USERDEFINE:SCALE:CENTER? ->:MATH1:USERDEFINE:SCALE:CENTER 1.00000E+00
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7

:MATH<x>:USERdefine:SCALe:MODE

構文
機能

1

ユーザー定義演算のスケール変換に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:USERdefine:SCALe?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:SCALE? ->:MATH1:USERDEFINE:SCALE:MODE AUTO;CENTER 0.00000E+00;
SENSITIVITY 1.00000E+00
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

例

解説

ユーザー定義演算のスケール変換の方法を設定/問い
合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:SCALe:MODE{AUTO|MANual}:MATH<x>:USERdefine:SCALe:MODE?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:SCALE:MODE AUTO
:MATH1:USERDEFINE:SCALE:MODE? ->:MATH1:USERDEFINE:SCALE:MODE AUTO
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

:MATH<x>:USERdefine:SCALe:SENSitivity
機能
構文

例

解説

ユーザー定義演算のスケール変換の中心からのスパンを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:SCALe:SENSitivity{<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:SCALe:SENSitivity?
<x>＝1，2<NRf>＝−9.9999E+30〜9.9999E+30:MATH1:USERDEFINE:SCALE:SENSITIVITY 10:MATH1:USERDEFINE:SCALE:SENSITIVITY? ->:MATH1:USERDEFINE:SCALE:SENSITIVITY 10.0000E+00
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

5-81

付
索

5.17 MATHグループ:MATH<x>:USERdefine:THReshold?

:MATH<x>:USERdefine:UNIT

機能

機能

構文
例

解説

ユーザー定義演算の2値化演算時の2値化レベルのすべての設定値を問い合わせます。
:MATH<x>:USERdefine:THReshold?
<x>＝1，2:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD? ->:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:CHANNEL1 236.320E-03,6.553E+03;
CHANNEL2 236.320E-03,236.320E-03;
CHANNEL3 236.320E-03,236.320E-03;
CHANNEL4 236.320E-03,236.320E-03;
CHANNEL5 6.553E+03,236.320E-03;
CHANNEL6 236.320E-03,236.320E-03;
CHANNEL7 6.553E+03,236.320E-03;
CHANNEL8 236.320E-03,236.320E-03;
MATH1 6.55,0.00;MATH2 6.55,0.00
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

構文

例

解説

ユーザー定義演算結果に付加する単位を設定/問い合
わせします。
:MATH<x>:USERdefine:UNIT {<文字列>}:MATH<x>:USERdefine:UNIT?
<x>＝1，2<文字列>＝4文字以内:MATH1:USERDEFINE:UNIT "EU":MATH1:USERDEFINE:UNIT? ->:MATH1:USERDEFINE:UNIT "EU"
単位は，スケール値に反映されます。ユーザー定義
演算結果に影響を及ぼすことはありません。

:MATH<x>:USERdefine:THReshold:
CHANnel<x>
機能
構文

例

解説

ユーザー定義演算の2値化演算時の各チャネルの2値化レベルを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:THReshold:
CHANnel<x> {<電圧>,<電圧>}:MATH<x>:USERdefine:THReshold:
CHANnel<x>?
MATH<x>の<x>=1〜8
CHANnel<x>の<x>=1〜8(DL7440は1〜4)<電圧>＝画面内8div分(0.01divステップ):MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:CHANNEL1 1V,-1V:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:CHANNEL1? -> :MATH1:USERDEFINE:
THRESHOLD:CHANNEL1 1.000000E+00,-1.000000E+00
対象チャネルが電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わせとなります。
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

:MATH<x>:USERdefine:THReshold:MATH<x>
機能
構文

例

解説

5-82

ユーザー定義演算の2値化演算時の各演算波形の2値化レベルを設定/問い合わせします。
:MATH<x>:USERdefine:THReshold:MATH<x>{<NRf>,<NRf>}:MATH<x>:USERdefine:THReshold:MATH<x>?
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝−4〜4div(0.01divステップ):MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:MATH1 1,-1
:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:MATH1? ->:MATH1:USERDEFINE:THRESHOLD:
MATH1 1.00,-1.00
MATH1，MATH2の共通のコマンドとなります。

IM 701450-17

5.18 MEASureグループ

1

5.18 MEASureグループ
Measureグループは，波形パラメータ*1の自動測定に関するグループです。フロントパネルのMEASUREと同じ設定，および設定内容・測定値の問い合わせができます。
*1 波形パラメータは，機器本体画面での表示名称と通信コマンドで使用する名称とが一致しない場合があります。対応表を付録4に記載しています。

2;:MEASure:

AMODe<Space>3

NORMal
AREa2?
;

CHANnel

<x>

MATH

<x>

:

ALL

<Space>

OFF

4

ON
<NRf>
COPY
;

DELay

:

COUNt

?

SDEViation?

MAXimum

?

MEAN

?

MEASure

:

5
コ
マ
ン
6
ド

;
COUNt

<Space><NRf>?

<Space>

SLOPe

RISE

7

FALL
?
?
MINimum?

STATe<Space>付

OFF
ON
DEGRee?

;REFerence

:

COUNt

<Space>SOURce<Space>

索

<NRf>
?
TRACe
TRIGger?

<Space>

SLOPe

RISE
FALL
?

TRACe

<Space>

<NRf>

MATH

<x>

?
?
VALue

?

?
;

DPRoximal:

MODE<Space>UNIT
PERCent?

PERCent<Space>

<NRf>

,

<NRf>

,

<電圧>
<電流>

<NRf>

,

<電圧>

,

<電圧>

,

<電流>

,

<電流>

?
UNIT

<Space>?
?

IM 701450-17

5-83

5.18

MEASureグループ

METHod<Space>AUTO
MAXMin
?

;

COUNt

?

SDEViation?

MAXimum

?

MEAN

?

MINimum?

<パラメータ>STATe<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

VALue

?
?

CONSt

<x>

<Space>

<NRf>
?

;

CYCLe

:

ABORt
EXECuteTRACe<Space>

OWN
<NRf>
<x>

MATH
?
?
;

HISTory:

ABORt
EXECuteMODE<Space>ON
OFF
STATistics
CYCLe
HISTory?

ONECycle<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

TLINkage<x><Space><boolean>?

TRANge<x><Space>

<NRf>

,

<NRf>

?

5-84

IM 701450-17

5.18 MEASureグループ

1
;

USER

<x>

:

AREA

<y>

:

ITEM

<Space><パラメータ>?

TRACe<Space>

2

<NRf>

MATH

<x>

NONE

CONSt

<x>

3

?
?
COUNt

?

MAXimum

?

MEAN

?

MINimum?

OPERation<Space>

4
PLUS
MINus

5

MULTiple
DIVision?
SDEViation
STATe

コ
マ
ン
6
ド

?
<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

UNIT

<Space>

<文字列>

7

?
VALue

?

?
WAIT

?

<Space>

<NRf>

付

?

索

IM 701450-17

5-85

5.18

MEASureグループ:MEASure?
機能
構文
例

5-86

波形パラメータの自動測定に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MEASure?
:MEASURE? -> :MEASURE:MODE OFF;AMODE NORMAL;CHANNEL1:AVERAGE:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:AVGFREQ:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:AVGPERIOD:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:BWIDTH1:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:BWIDTH2:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:DUTYCYCLE:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:FALL:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:FREQUENCY:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:HIGH:STATE 0;:
MEASURE:CHANNEL1:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:XY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:XY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL1:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 1;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL1:
DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL1:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL2:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:

CHANNEL2:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:XY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:XY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL2:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL2:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 2;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL2:
DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL2:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL3:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:XY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:XY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL3:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL3:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 3;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL3:
DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL3:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL4:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:

IM 701450-17

5.18 MEASureグループ
CHANNEL4:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:XY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:XY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL4:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL4:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 4;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL4:
DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL4:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL5:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL5:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL5:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 5;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL5:
IM 701450-17

DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL5:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL6:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL6:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL6:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 6;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL6:
DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL6:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL7:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:RMS:STATE 0;:MEASURE:

5-87

1
2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.18

MEASureグループ
CHANNEL7:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL7:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL7:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 7;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL7:
DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL7:METHOD AUTO;:MEASURE:
CHANNEL8:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:POVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL8:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL8:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE 8;
SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL8:DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL8:METHOD AUTO;:MEASURE:
MATH1:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:MATH1:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:MATH1:BWIDTH2:
STATE 0;:MEASURE:MATH1:DUTYCYCLE:
STATE 0;:MEASURE:MATH1:FALL:STATE 0;:
MEASURE:MATH1:FREQUENCY:STATE 0;:
MEASURE:MATH1:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
MATH1:LOW:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:MATH1:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:MATH1:PERIOD:
STATE 0;:MEASURE:MATH1:PNUMBER:

5-88

STATE 0;:MEASURE:MATH1:POVERSHOOT:
STATE 0;:MEASURE:MATH1:PTOPEAK:
STATE 0;:MEASURE:MATH1:PWIDTH:STATE 0;:
MEASURE:MATH1:RISE:STATE 0;:MEASURE:
MATH1:RMS:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
XY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:MATH1:
XY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:MATH1:DELAY:
STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:
MEASURE:MATH1:DELAY:REFERENCE:
SOURCE TRACE;TRACE MATH1;SLOPE RISE;
COUNT 1;:MEASURE:MATH1:DPROXIMAL:
MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -3.00,0.00,3.00;:MEASURE:MATH1:
METHOD AUTO;:MEASURE:MATH2:AVERAGE:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:AVGFREQ:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:AVGPERIOD:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:BWIDTH1:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:BWIDTH2:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:DUTYCYCLE:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:FALL:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:FREQUENCY:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
MATH2:LOW:STATE 0;:MEASURE:MATH2:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:MATH2:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:MATH2:
NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:MATH2:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:MATH2:PERIOD:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:PNUMBER:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:POVERSHOOT:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:PTOPEAK:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:PWIDTH:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:RISE:
STATE 0;:MEASURE:MATH2:RMS:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:SDEVIATION:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:TY1INTEG:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:TY2INTEG:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:XY1INTEG:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:XY2INTEG:STATE 0;:
MEASURE:MATH2:DELAY:STATE OFF;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:MATH2:
DELAY:REFERENCE:SOURCE TRACE;TRACE MATH2;SLOPE RISE;COUNT 1;:
MEASURE:MATH2:DPROXIMAL:MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -3.00,0.00,3.00;:MEASURE:MATH2:
METHOD AUTO;:MEASURE:USER1:STATE 0;
AREA1:TRACE 1;ITEM PTOPEAK;:MEASURE:
USER1:AREA2:TRACE 1;ITEM PTOPEAK;:MEASURE:USER1:OPERATION PLUS;UNIT "";:MEASURE:USER2:STATE 0;AREA1:TRACE 2;
ITEM MAXIMUM;:MEASURE:USER2:AREA2:
TRACE 2;ITEM MAXIMUM;:MEASURE:USER2:OPERATION MINUS;UNIT "";:MEASURE:USER3:
STATE 0;AREA1:TRACE 3;ITEM MINIMUM;:
IM 701450-17

5.18 MEASureグループ
MEASURE:USER3:AREA2:TRACE 3;
ITEM MINIMUM;:MEASURE:USER3:
OPERATION MULTIPLE;UNIT "";:MEASURE:
USER4:STATE 0;AREA1:TRACE 4;ITEM RMS;:
MEASURE:USER4:AREA2:TRACE 4;ITEM RMS;:
MEASURE:USER4:OPERATION DIVISION;
UNIT "";:MEASURE:CONST1 1.00000E+00;
CONST2 1.00000E+00;CONST3 1.00000E+00;
CONST4 1.00000E+00;CYCLE:TRACE 1;:
MEASURE:ONECYCLE 0;TLINKAGE1 0;
TLINKAGE2 0;
TRANGE1 -5.0000000,5.0000000;
TRANGE2 -5.0000000,5.0000000

CHANNEL1:XY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:DELAY:STATE 0;MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL1:
DELAY:REFERENCE:TRACE 1;SLOPE RISE;
COUNT 1;:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:
MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -150.000E+00,0.0E+00,150.000E+00;:
MEASURE:CHANNEL1:METHOD AUTO 0

構文
例

波形パラメータの自動測定を通常の1領域で行う(NORMal)か，2領域(AREA2)で行うかの設定/問い合わせをします。
:MEASure:AMODe {NORMal|AREA2}:MEASure:AMODe?
:MEASURE:AMODE AREA2:MEASURE:AMODE? -> :MEASURE:AMODE AREA2

機能
構文

例

機能
構文

構文

例

各波形の各パラメータのON/OFFをすべて問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2(以下は，CH1についての例です。):MEASURE:CHANNEL1? -> :MEASURE:
CHANNEL1:AVERAGE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:AVGFREQ:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:AVGPERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:BWIDTH1:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:BWIDTH2:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:DUTYCYCLE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:FALL:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:FREQUENCY:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:HIGH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:LOW:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:MAXIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:MINIMUM:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:NOVERSHOOT:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:NWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PERIOD:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PNUMBER:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:POVERSHOOT:STATE0;:MEASURE:
CHANNEL1:PTOPEAK:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:PWIDTH:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:RISE:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:RMS:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:SDEVIATION:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:TY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:TY2INTEG:STATE 0;:MEASURE:
CHANNEL1:XY1INTEG:STATE 0;:MEASURE:

IM 701450-17

各波形のすべての波形パラメータの自動測定項目のON/OFFを一度に設定します。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:ALL{<Boolean>}
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2(以下は，CH1についての例です。):MEASURE:CHANNEL1:ALL OFF:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:COPY:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
機能

2
3:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:ALL:MEASure:AMODe
機能

1

例

指定波形の全波形パラメータの自動測定項目のON/
OFF設定を他のすべての波形にコピーします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:COPY
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:COPY:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay?
機能
構文

例

各波形の波形間ディレイに関するすべての設定値を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY? ->:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:STATE 0;
MEASURE:SLOPE RISE;COUNT 1;:MEASURE:
CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:TRACE 1;
SLOPE RISE;COUNT 1:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure?
機能
構文例

各波形の波形間ディレイ測定の測定対象波形に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:MEASURE? ->:MEASURE:CHANNEL1:MEASURE:SLOPE RISE;
COUNT 1

5-89

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.18

MEASureグループ:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure:COUNt:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:COUNt

機能

機能

構文

例

各波形の波形間ディレイ測定の測定対象波形のエッ
ジ検知回数を設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure:COUNt {<NRf>}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure:COUNt?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝1〜9:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:MEASURE:COUNT 2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:MEASURE:
COUNT? -> :MEASURE:CHANNEL1:DELAY:
MEASURE:COUNT 2

構文例

各波形の波形間ディレイ測定の基準波形のエッジ検
知回数を設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:COUNt {<NRf>}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:COUNt?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝1〜9:MEASURE:TRACE1:DELAY:REFERENCE:COUNT 2:MEASURE:TRACE1:DELAY:REFERENCE:
COUNT? -> :MEASURE:TRACE1:DELAY:
REFERENCE:COUNT 2:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure:SLOPe:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:SLOPe

機能

機能

構文

例

各波形の波形間ディレイ測定の測定対象波形のスロープを設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure:SLOPe {RISE|FALL}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
MEASure:SLOPe?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:MEASURE:SLOPE RISE
:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:MEASURE:SLOPE? -> :MEASURE:CHANNEL1:DELAY:
MEASURE:SLOPE RISE

構文例

各波形の波形間ディレイ測定の基準波形のスロープを設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:SLOPe {RISE|FALL}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:SLOPe?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:SLOPERISE:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:SLOPE? -> :MEASURE:CHANNEL1:DELAY:
REFERENCE:SLOPE RISE

:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence?

:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:SOURce

機能

機能

構文

例

各波形の波形間ディレイ測定の基準波形に関するすべての設定値を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE? ->:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:
TRACE 1;SLOPE RISE;COUNT 1

構文

例

5-90

各波形の波形間ディレイ測定の基準対象をトリガ点にするか，波形にするかの設定/問い合わせをします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:SOURce {TRACe|TRIGger}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:SOURce?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:
SOURCE TRACE:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:
SOURCE? -> :MEASURE:CHANNEL1:DELAY:
REFERENCE:SOURCE TRACE

IM 701450-17

5.18 MEASureグループ:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:TRACe:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:MODE

機能

機能

構文

例

各波形の波形間ディレイ測定の基準波形のトレースを設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:TRACe {<NRf>|MATH<x>}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
REFerence:TRACe?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4):MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:
TRACE
2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:REFERENCE:
TRACE? -> :MEASURE:CHANNEL1:DELAY:
REFERENCE:TRACE 2:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
STATe
機能
構文

例

波形間ディレイ測定の測定モードを設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
STATe {OFF|ON|DEGRee}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DELay:
STATe?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:STATE ON:MEASURE:CHANNEL1:DEALY:STATE? ->:MEASURE:CHANNEL1:DELAY:STATE ON:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal?
機能

構文

例

波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/
プロキシマル値に関する設定値をすべて問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL? ->:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:
MODE PERCENT;PERCENT 10.0,50.0,90.0;
UNIT -2.000E+00,0.0E+00,2.000E+00

構文例

波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/
プロキシマル値の単位を設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:MODE {PERCent|UNIT}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:MODE?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:
MODE PERCENT:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:MODE? ->:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:
MODE PERCENT

機能
構文

例

波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/
プロキシマル値を％で設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:PERCent {<NRf>,<NRf>,<NRf>}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:PERCent?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝0〜100(％，１ステップ):MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:PERCENT 80,60,40:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:PERCENT? ->MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:PERCENT 80,60,40:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:UNIT
機能
構文

解説

2
3
4
5

:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:PERCent例

IM 701450-17

1

波形パラメータの自動測定のディスタル/メシアル/
プロキシマル値をUnitで設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:DPRoximal:UNIT {<電圧>,<電圧>,<電圧>|<NRf>,<NRf>,<NRf>}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
DPRoximal:UNIT?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ)<NRf>＝±4div分(0.01divステップ):MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:
UNIT 50V,0V,-50V:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:UNIT? ->:MEASURE:CHANNEL1:DPROXIMAL:
UNIT 50.0E+00,0.0E+00,-50.0E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せになります。

5-91

コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.18

MEASureグループ:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:METHod
機能
構文

例

波形パラメータの自動測定のHigh/Lowレベルを設定/問い合わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
METHod {AUTO|MAXMin}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:METHod?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:MEASURE:CHANNEL1:METHOD AUTO
:MEASURE:CHANNEL1:METHOD? -> :MEASURE:
CHANNEL1:METHOD AUTO

:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:{MAXimum|MEAN|MINimum|
SDEViation}?
解説
構文:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ> ?
解説
構文

例

解説

各波形の各波形パラメータに関する設定を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメー
タ>?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}(以下は，CH1の平均値についての例です。):MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE? ->:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE 1
CHANnel<x>の<x>が5〜8の場合には，<パラメータ>をXY1Integ，XY2Integに指定すると，エラーが返
されます。

例

解説

:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:STATe
解説
構文:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:COUNt?
解説
構文

例

解説

5-92

各波形パラメータの統計処理の回数を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメー
タ>:COUNt?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DELay|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}(以下は，CH1の平均値についての例です。):MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:COUNT? ->:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:COUNT 100
CHANnel<x>の<x>が5〜8の場合には，<パラメータ>をXY1Integ，XY2Integに指定すると，エラーが返されます。

各波形パラメータの各統計値を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメー
タ>:{MAXimum|MEAN|MINimum|SDEViation}?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DELay|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}(以下は，最大値についての例です。):MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:MAXIMUM? ->:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:MAXIMUM -40.0000E-06
統計値がとれない場合は，「NAN(Not A Number)」が返されます。
CHANnel<x>の<x>が5〜8の場合には，<パラメータ>をXY1Integ，XY2Integに指定すると，エラーが返
されます。

例

解説

各波形パラメータのON/OFFを1つずつ設定/問い合
わせします。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメー
タ>:STATe {<Boolean>}:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメー
タ>:STATe?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|S
DEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}(以下は，CH1の平均値についての例です。):MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE ON:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE? ->:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE 1
CHANnel<x>の<x>が5〜8の場合には，<パラメータ>をXY1Integ，XY2Integに指定すると，エラーが返されます。

IM 701450-17

5.18 MEASureグループ:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメータ>:VALue?
解説
構文

例

解説

各波形パラメータの自動測定値を問い合わせます。
:MEASure:{CHANnel<x>|MATH<x>}:<パラメー
タ>:VALue? [{NRf}]
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DELay|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}<NRf>＝1〜24000(以下は，CH1の平均値についての例です。):MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:VALUE? ->:MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:VALUE 4.950E+00
測定不可能な場合は，「NAN(Not A Number)」が返されます。最後に付く「<NRf>」は，統計処理を実行してから「<NRf>」回数目の，個々のパラメータ
値問い合わせ時に使用します。
該当回数目の値が存在しない場合には，「NAN(NotA Number)」が返されます。
・周期統計処理以外の場合<NRf>は省略可能です。省略した場合は，最新ヒ
ストリのパラメータ値を問い合わせます。<NRf>
を付けた場合は，ヒストリメモリ内の最新波形から<NRf>番目に古い波形のパラメータ値を問い合わせます。
・周期統計処理後の場合<NRf>は省略可能です。省略した場合は，最後に計測された周期上の範囲によるパラメータ値を問
い合わせます。<NRf>を付けた場合は，画面左から，<NRf>番目に計測された周期上の範囲によるパラメータ値を問い合わせます。
CHANnel<x>の<x>が5〜8の場合には，<パラメー
タ>をXY1Integ，XY2Integに指定すると，エラーが返されます。

1:MEASure:CYCLe?
機能

構文
例

波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle
Statistics)に関するすべての設定を問い合わせます。
:MEASure:CYCLe?
:MEASURE:CYCLE? -> :MEASURE:CYCLE:
TRACE 1

3

:MEASure:CYCLe:ABORt
機能
構文
例

波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle
Statistics)の実行を中止します。
:MEASure:CYCLe:ABORt:MEASURE:CYCLE:ABORT

機能
構文

例

2領域の波形パラメータの自動測定時の演算で使用する定数を設定/問い合わせします。
:MEASure:CONSt<x> {<NRf>}:MEASure:CONSt<x>?
<NRf>＝-9.9999E+30〜9.9999E+30<x>＝1〜4:MEASURE:CONST1 1.0000E+00:MEASURE:CONST1? -> :MEASURE:CONST1 1.0000E+00

機能
構文
例

波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle
Statistics)を実行します。
:MEASure:CYCLe:EXECute:MEASURE:CYCLE:EXECUTE

5
コ
マ
ン
6
ド

:MEASure:CYCLe:TRACe
解説

構文

例

波形パラメータの自動測定の周期統計処理(Cycle
Statistics)の周期対象波形を設定/問い合わせします。
:MEASure:CYCLe:TRACe{OWN|<NRf>|MATH<x>}:MEASure:CYCLe:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:MEASURE:CYCLE:TRACE 1:MEASURE:CYCLE:TRACE? ->:MEASURE:CYCLE:TRACE 1:MEASure:HISTory:ABORt
機能
構文
例

機能
構文
例

波形パラメータの自動測定のヒストリ内統計処理(History Statistics)の実行を中止します。
:MEASure:HISTory:ABORt:MEASURE:HISTORY:ABORT

波形パラメータの自動測定のヒストリ内統計処理(History Statistics)を実行します。
:MEASure:HISTory:EXECute:MEASURE:HISTORY:EXECUTE:MEASure:MODE
機能
構文

例

IM 701450-17

4:MEASure:CYCLe:EXECute:MEASure:HISTory:EXECute:MEASure:CONSt<x>2

波形パラメータの自動測定モードを設定/問い合わせします。
:MEASure:MODE {OFF|ON|STATistics|CYCLe|HISTory}:MEASure:MODE?
:MEASURE:MODE ON:MEASURE:MODE? -> :MEASURE:MODE ON

5-93

7
付
索

5.18

MEASureグループ:MEASure:ONECycle:MEASure:USER<x>:AREA<y>?

機能

機能

構文
例

波形パラメータの1サイクルモード自動測定のON/OFFを設定/問い合わせします。
:MEASure:ONECycle {<Boolean>}:MEASure:ONECycle?
:MEASURE:ONECYCLE ON:MEASURE:ONECYCLE -> :MEASURE:ONECYCLE 1

構文

例

2領域の波形パラメータの自動測定のそれぞれの領域に関するすべての設定を問い合わせます。
:MEASure:USER<x>:AREA<y>?
<x>＝1〜4<y>＝1，2:MEASURE:USER1:AREA1? -> :MEASURE:
USER1:AREA1:TRACE 1;ITEM PTOPEAK:MEASure:TLINkage<x>:MEASure:USER<x>:AREA<y>:ITEM

機能

機能

構文

例

解説

波形パラメータの自動測定のカーソルのリンク移動のON/OFFを設定/問い合わせします。
:MEASure:TLINkage<x> {<Boolean>}:MEASure:TLINkage<x>?
<x>＝1，2:MEASURE:TLINKAGE1 ON:MEASURE:TLINKAGE1 -> :MEASURE:TLINKAGE1 1「:MEASURE:TLINKAGE1」は，T-Range1とTRange2のリンクを，「:MEASURE:TLINKAGE2」
は，T-Range3とT-Range3のリンクを設定/問い合
わせします。

構文:MEASure:TRANge<x> (Time Range)
機能
構文

例

解説

波形パラメータの自動測定の測定範囲を設定/問い合
わせします。
:MEASure:TRANge<x> {<NRf>,<NRf>}:MEASure:TRANge<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):MEASURE:TRANGE1 -4,4:MEASURE:TRANGE1? -> :MEASURE:
TRANGE1 -4.00E+00,4.00E+00「:Measure:TRANge1」は通常測定時および2領域測定時のArea1の測定範囲，「:Measure:TRANge2」
は2領域測定時のArea2の測定範囲を設定/問い合わ
せします。

例

:MEASure:USER<x>:AREA<y>:TRACe
解説

構文:MEASure:USER<x>?
機能
構文
例

5-94

2領域の波形パラメータの自動測定に関するすべての設定を問い合わせます。
:MEASure:USER<x>?
<x>＝1〜4:MEASURE:USER1? -> :MEASURE:USER1:
AREA1:TRACE 1;ITEM PTOPEAK;:MEASURE:
USER1:AREA2:TRACE 2;ITEM MAXIMUM;:
MEASURE:USER2:AREA1:TRACE 3;
ITEM MINIMUM;:MEASURE:USER2:AREA2:
TRACE 4;ITEM RMS;:MEASURE:USER3:AREA1:
TRACE MATH1;ITEM PERIOD;:MEASURE:USER3:
AREA2:TRACE MATH2;ITEM AVGPERIOD;:
MEASURE:USER4:AREA1:TRACE CONST1;
ITEM TY1INTEG:MEASURE:USER4:AREA2:
TRACE NONE;ITEM XY2INTEG

2領域の波形パラメータの自動測定の指定した演算
項目/領域の測定項目を設定/問い合わせします。
:MEASure:USER<x>:AREA<y>:ITEM {<パラメー
タ>}:MEASure:USER<x>:AREA<y>:ITEM?
<x>＝1〜4<y>＝1，2<パラメータ>＝{AVERage|AVGFreq|AVGPeriod|
BWIDth1|BWIDth2|DELay|DUTYcycle|FALL|
FREQuency|HIGH|LOW|MAXimum|MINimum|
NOVershoot|NWIDth|PERiod|PNUMber|
POVershoot|PTOPeak|PWIDth|RISE|RMS|
SDEViation|TY1Integ|TY2Integ|XY1Integ|
XY2Integ}:MEASURE:USER1:AREA1:ITEM PTOPEAK:MEASURE:USER1:AREA1:ITEM? -> :MEASURE:
USER1:AREA1:ITEM PTOPEAK

例

2領域の波形パラメータの自動測定の指定した演算
項目/領域の測定トレースを設定/問い合わせします。
:MEASure:USER<x>:AREA<y>:TRACe{<NRf>|MATH<z>|NONE|CONSt<w>}:MEASure:USER<x>:AREA<y>:TRACe?
<x>＝1〜4<y>＝1，2<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<z>＝1，2<w>＝1〜4:MEASURE:USER1:AREA1:TRACE 1:MEASURE:USER1:AREA1:TRACE ->:MEASURE:USER1:AREA1:TRACE 1:MEASure:USER<x>:COUNt?
機能
構文
例

2領域の波形パラメータの自動測定値の統計処理の回数を問い合わせます。
:MEASure:USER<x>:COUNt?
<x>＝1〜4:MEASURE:USER1:COUNT? -> :MEASURE:
USER1:COUNT 100

IM 701450-17

5.18 MEASureグループ:MEASure:USER<x>:{MAXimum|MEAN|
MINimum|SDEViation}?
機能
構文

例

解説

2領域の波形パラメータの自動測定値の各統計値を問い合わせます。
:MEASure:USER<x>:{MAXimum|MEAN|MINimum|
SDEViation}?
<x>＝1〜4(以下は，最大値についての例です。):MEASURE:USER1:MAXIMUM? -> :MEASURE:
USER1:MAXIMUM 1.000E+00
統計値がとれない場合は，「NAN(Not A Number)」が返されます。

機能
構文

例
解説

:MEASure:USER<x>:OPERation
機能
構文

例

2領域の波形パラメータの自動測定の領域間の演算式を設定/問い合わせします。
:MEASure:USER<x>:OPERation {PLUS|MINus|
MULTiple|DIVision}:MEASure:USER<x>:OPERation?
<x>＝1〜4:MEASURE:USER1:OPERATION PLUS
:MEASURE:USER1:OPERATION -> :MEASURE:
USER1:OPERATION PLUS

:MEASure:USER<x>:STATe
機能
構文

例

2領域の波形パラメータの自動測定のON/OFFを設定/問い合わせします。
:MEASure:USER<x>:STATe {<Boolean>}:MEASure:USER<x>:STATe?
<x>＝1〜4:MEASURE:USER1:STATE ON:MEASURE:USER1:STATE -> :MEASURE:USER1:
STATE 1

1

:MEASure:USER<x>:VALue?
2領域の波形パラメータの自動測定値の測定値を問
い合わせます。
:MEASure:USER<x>:VALue? [{NRf}]<x>＝1〜4<NRf>＝1〜24000:MEASURE:USER1:VALUE? -> :MEASURE:
USER1:VALUE 1.000E+00
最後に付く「<NRf>」は，統計処理を実行してから「<NRf>」回数目の，個々の パラメータ値問い合
わせ時に使用します。
該当回数目の値が存在しない場合には，「NAN(Not
A Number)」が返されます。
<NRf>は省略可能です。省略した場合は，最新ヒス
トリのパラメータ値を問い合わせます。
<NRf>を付けた場合は，ヒストリメモリ内の最新波
形から<NRf>番目に古い波形のパラメータ値を問い合わせます。

:MEASure:WAIT?
機能
構文
例
解説

タイムアウト付きで，波形パラメータの自動測定実行の終了を待ちます。
:MEASure:WAIT? {<NRf>}<NRf>＝1〜36000(タイムアウト時間,100ms単位):MEASURE:WAIT? 100 -> :MEASURE:WAIT 1
・タイムアウト時間内に自動測定の実行が終了すると「0」，終了してないか自動測定が行われていない場合は「1」を返します。
・タイムアウト時間を長く設定しても自動測定実行が終了した時点で「0」を返します。

構文例

2領域の波形パラメータの自動測定値の表示に付加する単位を設定/問い合わせします。
:MEASure:USER<x>:UNIT <文字列>:MEASure:USER<x>:UNIT?
<x>＝1〜4<文字列>＝3文字以内:MEASURE:USER1:UNIT "UNIT":MEASURE:USER1:UNIT -> :MEASURE:USER1:
UNIT "UNIT"

IM 701450-17

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

:MEASure:USER<x>:UNIT
機能

2

5-95

5.19

PHASeグループ

5.19 PHASeグループ
PHASeグループは，位相シフト機能に関するグループです。フロントパネルのSHIFT＋MATHと同じ設定，および
設定内容の問い合わせができます。
;:PHASe:CHANnel<x><Space>

<時間>
?

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?

:PHASe?
機能
構文例

位相シフト機能に関するすべての設定値を問い合わせます。
:PHASe?
:PHASe? -> :PHASE:MODE 0;
CHANNEL1 0.0E+00;CHANNEL2 0.0E+00;
CHANNEL3 0.0E+00;CHANNEL4 0.0E+00;
CHANNEL5 0.0E+00;CHANNEL6 0.0E+00;
CHANNEL7 0.0E+00;CHANNEL8 0.0E+00:PHASe:CHANnel<x>
機能
構文

例

解説

対象波形における位相シフト量を設定/問い合わせします。
:PHASe:CHANnel<x> {<時間>}:PHASe:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<時間>＝−T/div*5〜T/div*5の時間:PHASE:CHANNEL2 1us:PHASE:CHANNEL2? -> :PHASE:
CHANNEL2 1.000000E-06
・インタリーブモードの設定により，実行できない
チャネルがあります。
・タイムベースが外部クロックの場合は，エラーとなります。

:PHASe:MODE
機能
構文
例
解説

5-96

位相シフト機能のON/OFFを設定/問い合わせします。
:PHASe:MODE {<Boolean>}:PHASe:MODE?
:PHASE:MODE ON:PHASE:MODE? -> :PHASE:MODE 1
タイムベースが外部クロックの場合は，エラーとなります。

IM 701450-17

5.20 RPESetグループ

1

5.20 RPESetグループ
PRESetグループは，プリセット機能に関するグループです。フロントパネルのPRESETと同じ設定・実行，および設定内容の問い合わせができます。

2；；:PRESet

:

ALL

:

PROBe

<Space>

<NRf>
C10

3

C100
?
TYPE

<Space>

CMOS5
CMOS3

4

ECL
USERdefine?

5；
USERdefine

:

LEVel

<Space>

<電圧>
<電流>

コ
マ
ン
6
ド

?
OFFSet<Space>

<電圧>
<電流>
?

VDIV

<Space>

<電圧>

7

<電流>
?
?
?

付

；
CHANnel

<x>

:

PROBe

<Space>

<NRf>
C10
C100

索

?
TYPE

<Space>

CMOS5
CMOS3
ECL
USERdefine?
；

USERdefine

:

LEVel

<Space>

<電圧>
<電流>
?

OFFSet<電圧><Space>

<電流>
?
VDIV

<Space>

<電圧>
<電流>
?
?
?

EXECuteSELectch<Space>

<NRf>
ALL
?
?

IM 701450-17

5-97

5.20 RPESetグループ:PRESet?

:PRESet:ALL:USERdefine:LEVel

機能

機能

構文
例

プリセット機能に関するすべての設定値を問い合わせます。
:PRESet?
:PRESET -> :PRESET:ALL:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;
LEVEL 2.500000E+00;OFFSET 0.0E+00;:
PRESET:ALL:PROBE 10;:PRESET:SELECTCH ALL;CHANNEL1:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;
LEVEL 2.500000E+00;OFFSET 0.0E+00;:
PRESET:CHANNEL1:PROBE 10;:PRESET:CHANNEL2:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;LEVEL 2.500000E+00;
OFFSET 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL2:
PROBE 10;:PRESET:CHANNEL3:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;
LEVEL 2.500000E+00;OFFSET 0.0E+00;:
PRESET:CHANNEL3:PROBE 10;:PRESET:CHANNEL4:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;LEVEL 2.500000E+00;
OFFSET 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL4:
PROBE 10;:PRESET:CHANNEL5:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;LEVEL
2.500000E+00;OFFSET 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL5:PROBE 10;:PRESET:CHANNEL6:
TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;LEVEL 2.500000E+00;
OFFSET 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL6:
PROBE 10;:PRESET:CHANNEL7:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;
LEVEL 2.500000E+00;OFFSET 0.0E+00;:
PRESET:CHANNEL7:PROBE 10;:PRESET:CHANNEL8:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 2.000000E+00;LEVEL 2.500000E+00;
OFFSET 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL8:
PROBE 10

構文例
解説

:PRESet:ALL:USERdefine:OFFSet
機能
構文

例
解説

構文
例

全チャネルのプローブの減衰比/電流-電圧換算比のプリセット値を設定します。
:PRESet:ALL:PROBe {<NRf>|C10|C100}<NRf>＝1，10，100，1000:PRESET:ALL:PROBE 10:PRESet:ALL:TYPE
機能
構文
例

5-98

全チャネルにプリセット値を設定します。
:PRESet:ALL:TYPE{CMOS5|CMOS3|ECL|USERdefine}:PRESET:ALL:TYPE USERDEFINE

全チャネルのオフセット電圧のプリセット値を設定します。
:PRESet:ALL:USERdefine:OFFSet {<電圧>|<電流>}<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照:PRESET:ALL:USERDEFINE:OFFSET 0V
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定となります。

:PRESet:ALL:USERdefine:VDIV
機能
構文

例
解説

全チャネルのV/div値のプリセット値を設定します。
:PRESet:ALL:USERdefine:VDIV {<電圧>|<電流>}<電圧>＝2mV〜10V(プローブの減衰比1：1時，本体ユーザーズマニュアル参照):PRESET:ALL:USERDEFINE:VDIV 2V
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定となります。

:PRESet:CHANnel<x>?
機能
構文
例:PRESet:ALL:PROBe
機能

全チャネルのトリガレベルのプリセット値を設定します。
:PRESet:ALL:USERdefine:LEVel {<電圧>|<電流>}<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ):PRESET:ALL:USERDEFINE:LEVEL 0V
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定となります。

指定チャネルのプリセット内容を問い合わせます。
:PRESet:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):PRESET:CHANNEL1? ->:PRESET:CHANNEL1:TYPE CMOS5;USERDEFINE:VDIV 50.000E+00;
LEVEL 0.0E+00;OFFSET 0.0E+00;:PRESET:CHANNEL1:PROBE 10:PRESet:CHANnel<x>:PROBe
機能
構文

例

指定チャネルのプローブの減衰比/電流-電圧換算比のプリセット値を設定/問い合わせします。
:PRESet:CHANnel<x>:PROBe{<NRf>|C10|C100}:PRESet:CHANnel<x>:PROBe?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)<NRf>＝1，10，100，1000:PRESET:CHANNEL1:PROBE 1:PRESET:CHANNEL1:PROBE? ->:PRESET:CHANNEL1:PROBE 1

IM 701450-17

5.20 RPESetグループ:PRESet:CHANnel<x>:TYPE:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine:VDIV

機能

機能

構文

例

指定チャネルに任意のプリセットを設定/問い合わせします。
:PRESet:CHANnel<x>:TYPE{CMOS5|CMOS3|ECL|USERdefine:PRESet:CHANnel<x>:TYPE?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):PRESET:CHANNEL1:TYPE USERDEFINE:PRESET:CHANNEL1:TYPE? ->:PRESET:CHANNEL1:TYPE USERDEFINE

構文

例:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine?
機能
構文
例

Userタイプのプリセットのときのプリセット値をす
べて問い合わせします。
:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE? ->:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:VDIV
50.000E+00;LEVEL 0.0E+00;OFFSET 0.0E+00:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine:LEVel
機能
構文

例

解説

Userタイプのトリガレベルのプリセット値を設定/
問い合わせします。
:PRESet:CHANNEL<x>:USERdefine:LEVel {<電圧>|<電流>}:PRESet:CHANNEL<x>:USERdefine:LEVel?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ):PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:LEVEL 0V:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:LEVEL? ->:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:LEVEL 0.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の問い合わせとな
ります。

解説

UserタイプのV/div値のプリセット値を設定/問い合
わせします。
:PRESet:CHANNEL<x>:USERdefine:VDIV {<電
圧>|<電流>}:PRESet:CHANNEL<x>:USERdefine:VDIV?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)<電圧>＝2mV〜10V(プローブの減衰比1：1時，本体ユーザーズマニュアル参照):PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:VDIV 2V:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:VDIV? ->:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:VDIV 2.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

プリセットを実行します。
:PRESet:EXECute:PRESET:EXECUTE「:PRESet:SELectch」で指定されたCHが対象となります。

:PRESet:SELectch
機能
構文

例

構文

例

解説

4

コ
マ
ン
6
ド

付
索

Userタイプのチャネルのオフセット電圧のプリセッ
ト値を設定/問い合わせします。
:PRESet:CHANNEL<x>:USERdefine:OFFSet {<電圧>|<電流>}:PRESet:CHANNEL<x>:USERdefine:OFFSet?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:OFFSET 0V:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:OFFSET? ->:PRESET:CHANNEL1:USERDEFINE:
OFFSET 0.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

IM 701450-17

37

プリセット対象チャネルを設定/問い合わせします。
:PRESet:SELectch {ALL|<NRf>}:PRESet:SELectch?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4):PRESET:SELECTCH 1:PRESET:SELECTCH? -> :PRESET:SELECTCH 1:PRESet:CHANnel<x>:USERdefine:OFFSet
機能

2

5

:PRESet:EXECute
機能
構文
例
解説

1

5-99

5.21

RECallグループ

5.21 RECallグループ
RECallグループは，内蔵メモリからの設定データの呼び出しを行うグループです。フロントパネルのSETUPのStore/RecallメニューのRecallと同じ内容を実行できます。
:RECall

:

SETup

<X>

:

EXECute:RECall:SETup<x>:EXECute
機能
構文
例
解説

5-100

内蔵メモリに保存されている設定データを呼び出します。
:RECall:SETup<x>:EXECute<x>＝1〜3:RECALL:SETUP1:EXECute
保存されていない番号を指定して実行するとエラーになります。

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ

1

5.22 SEARchグループ
SEARchグループは，サーチ＆ズーム機能に関するグループです。フロントパネルのSHIFT＋ZOOMと同じ設定，実行，および設定内容の問い合わせができます。

2;:SEARch

:

ABORt
;

ASCRoll:

DIRection<Space>

LEFT
RIGHt

3

?
SPEed

<Space>

<NRf>
?
?

;

EDGE

:

COUNt

<Space>

4

<NRf>
?

<Space>

HYSTeresis

<NRf>
?

<Space>

LEVel

<電圧>

*1

5

<NRf>
?
<Space>

SLOPe

コ
マ
ン
6
ド

RISE
FALL
?

SOURce<Space>

<NRf>

<x>

MATH
?
?

7

EXECuteMLINkage<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

<x>

MAG

<Space>

付

<NRf>
?

PLINkage<Space>

OFF
ON
<NRf>

索

?

POSition<x><Space>

<NRf>
?

;
;

PPATtern

:

:

<x>

CHANnel

HYSTeresis<Space>

<NRf>
?

MATH
LEVel

<Space>

<電圧>

*1

<NRf>
?
PATTern<Space>HIGH
LOW
DONTcare
?

?
;

CLOCk

:

HYSTeresis<Space>

<NRf>
?

LEVel

<Space>

<電圧>

*1

?
SLOPe

<Space>

FALL
RISE
?

SOURce<Space>

NONE
<NRf>
?

?

IM 701450-17

5-101

5.22 SEARchグループ
;

LOGic

:

A0

<Space>

HIGH

A1

LOW

A2

DONTcare

A3

?

A4
A5
A6
A7
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
?

?

SELect<Space><NRf>MAXimum?

;

SPATtern:

BIT<Space>

<NRf>
?

CLEar
;

CLOCk

:

HYSTeresis<Space><NRf>?

<Space>

LEVel

<電圧>

*1

?
SLOPe

<Space>

FALL
RISE
?

SOURce<Space>

NONE
<NRf>
?
?

INTerval<Space>LEVel<Space>

<時間>
?
<電圧>

*1

<NRf>

,

<電圧>

,

<NRf>

*1

?
PATTern<x><Space><文字列>?

PSELect<Space><NRf>?

SOURce<Space>

<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB
?
?

5-102

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ

1

;
;

SPI

:

ANALyze:

ABORt
EXECute;SETup:

BITorder<Space>2

MSBFirst
LSBFirst
?

;
CLOCk

:

HYSTeresis<Space>

3

<NRf>
?

LEVel

<Space>

<電圧>
<電流>
?

POLarity<Space>

4

RISE
FALL
?
?

5

;
;

*1
CS

:

CHANnel

<x>

:

LEVel

<Space>MODE<Space>

<電圧>

コ
マ
ン
6
ド

?
OFF
ON
<NRf>
?
?
;
LOGic

:

A0

<Space>

7

OFF
ON

A1

<NRf>

A2
?

A3

付

A4
A5
A6

A7
?

<Space>ESTate索

HIGH
LOW
DONTcare
NONE
?
?

;

*1
DATA

<x>

:

LEVel

<Space>MODE<Space>

<電圧>

,

<電圧>

?
OFF
ON
<NRf>
?
?

MPOSition<Space>RPOint<Space><NRf>?
TRIGger
MANual
?
?
?

LIST

?

<Space><NRf>?

IM 701450-17

5-103

5.22 SEARchグループ;;
SEARch

:

DATA

:

BYTE

<Space>

<NRf>
?

HEXa

<x>

<Space><文字列>

PATTern<x><Space>

<文字列>
?
?

NEXT
PFORmat?
<Space>HEXa
BINary?

PREVious?

SOURce<Space>

DATA1
DATA2
?

TYPE

<Space>FRAMe
INDefinite?
?
?

SPOint<Space><NRf>?

<Space>TWINdow

Z1
Z2
?

TYPE

<Space>SPATtern
SPI
EDGE
WIDTh
PPATtern
ASCRoll
?

;

WIDTh

:

HYSTeresis<Space>

<NRf>
?

LEVel

<Space>

<電圧>

*1

<NRf>
?
POLarity<Space>

HIGH
LOW
?

SOURce<Space>

<NRf>
<x>

MATH
?
TIME

<x>

<時間>

<Space>?

TYPE<Space>IN
OUT
TIMeout
BETWeen?
?

?

*1 電流プローブ設定時は，<電流>となります。

5-104

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ:SEARch?
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能に関するすべての設定を問い合わせます。
:SEARch?
:SEARCH? -> :SEARCH:TYPE EDGE;EDGE:
SOURCE 1;LEVEL 0.0E+00;SLOPE RISE;
HYSTERESIS 0.30;COUNT 1;:SEARCH:
SPATTERN:CLOCK:SOURCE NONE;:SEARCH:
SPATTERN:INTERVAL 10.000E-09;SOURCE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;PSELECT 1;
PATTERN1 "HXXXXXXX";PATTERN2 "XXXXXXXX";PATTERN3 "XXXXXXXX";PATTERN4 "XXXXXXXX";PATTERN5 "XXXXXXXX";PATTERN6 "XXXXXXXX";PATTERN7 "XXXXXXXX";PATTERN8 "XXXXXXXX";:SEARCH:WIDTH:
TYPE IN;SOURCE 1;LEVEL 0.0E+00;
POLARITY HIGH;HYSTERESIS 0.30;
TIME1 1.000000E-06;TIME2 1.000000E-06;:
SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SOURCE NONE;:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN HIGH;:SEARCH:
PPATTERN:CHANNEL2:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:CHANNEL3:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:CHANNEL4:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:CHANNEL5:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:CHANNEL6:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:CHANNEL7:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:CHANNEL8:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:MATH1:LEVEL 0.00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:MATH2:LEVEL 0.00;
HYSTERESIS 0.30;PATTERN DONTCARE;:
SEARCH:PPATTERN:LOGIC:A0 DONTCARE;
A1 DONTCARE;A2 DONTCARE;A3 DONTCARE;
A4 DONTCARE;A5 DONTCARE;A6 DONTCARE;
A7 DONTCARE;B0 DONTCARE;B1 DONTCARE;
B2 DONTCARE;B3 DONTCARE;B4 DONTCARE;
B5 DONTCARE;B6 DONTCARE;B7 DONTCARE;:
SEARCH:ASCROLL:DIRECTION RIGHT;
SPEED 4;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:
CLOCK:LEVEL 0.0E+00;HYSTERESIS 0.30;
POLARITY RISE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:DATA1:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA2:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:

IM 701450-17

ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL5:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL6:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL7:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL8:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:LOGIC:A0 0;A1 0;A2 0;A3 0;
A4 0;A5 0;A6 0;A7 0;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE NONE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT TRIGGER;MPOSITION 0.0000000;BITORDER MSBFIRST;:SEARCH:SPI:SEARCH:TYPE FRAME;PFORMAT HEXA;SOURCE DATA1;DATA:BYTE 8;PATTERN1 "XXXXXXXX";PATTERN2 "XXXXXXXX";PATTERN3 "XXXXXXXX";PATTERN4 "XXXXXXXX";PATTERN5 "XXXXXXXX";PATTERN6 "XXXXXXXX";PATTERN7 "XXXXXXXX";PATTERN8 "XXXXXXXX";:SEARCH:TWINDOW Z1;
MLINKAGE 1;MAG1 2.0;MAG2 2.0;
PLINKAGE 0;POSITION1 0.0000000;
POSITION2 0.0000000;SPOINT -5.0000000;
SELECT NAN

1
2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

:SEARch:ABORt
機能構文
例

サーチ&ズーム機能による検索を中止します。
:SEARch:ABORt:SEARCH:ABORT:SEARch:ASCRoll?
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのオートスクロールに関するすべての設定を問い合わせます。
:SEARch:ASCRoll?
:SEARCH:ASCROLL? ->:SEARCH:ASCROLL:DIRECTION RIGHT;SPEED 0:SEARch:ASCRoll:DIRection
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのオートスクロールのズーム
ボックスの移動方向を設定/問い合わせします。
:SEARch:ASCRoll:DIRection {LEFT|RIGHt}:SEARch:ASCRoll:DIRection?
:SEARCH:ASCROLL:DIRECTION LEFT:SEARCH:ASCROLL:DIRECTION? ->:SEARCH:ASCROLL:DIRECTION LEFT

5-105

索

5.22 SEARchグループ:SEARch:ASCRoll:SPEed:SEARch:EDGE:SLOPe

機能

機能

構文

例

サーチ&ズーム機能でのオートスクロールのズーム
ボックスの移動速度を設定/問い合わせします。
:SEARch:ASCRoll:SPEed {<NRf>}:SEARch:ASCRoll:SPEed?
<NRf>＝1〜7:SEARCH:ASCROLL:SPEED 1:SEARCH:ASCROLL:SPEED? ->:SEARCH:ASCROLL:SPEED 1

構文例

サーチ&ズーム機能でのエッジ検索のスロープを設定/問い合わせします。
:SEARch:EDGE:SLOPe {FALL|RISE}:SEARch:EDGE:SLOPe?
:SEARCH:EDGE:SLOPE RISE
:SEARCH:EDGE:SLOPE? ->:SEARCH:EDGE:SLOPE RISE

:SEARch:EDGE:SOURce:SEARch:EDGE?
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのエッジ検索に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:EDGE?
:SEARCH:EDGE? -> :SEARCH:EDGE:SOURCE 1;
LEVEL 0.0E+00;SLOPE RISE;
HYSTERESIS LOW;COUNT 1

機能
構文

例

:SEARch:EDGE:COUNt
機能
構文

例

サーチ&ズーム機能でのエッジ検知回数を設定/問い
合わせします。
:SEARch:EDGE:COUNt {<NRf>}:SEARch:EDGE:COUNt?
<NRf>＝1〜1000000:SEARCH:EDGE:COUNT 100:SEARCH:EDGE:COUNT? ->:SEARCH:EDGE:COUNT 100:SEARch:EXECute
機能
構文
例

機能

構文

例

サーチ&ズーム機能でのエッジ検知レベルのヒステリシスを設定/問い合わせします。
:SEARch:EDGE:HYSTeresis {<NRf>}:SEARch:EDGE:HYSTeresis?
<NRf>＝0.3〜4div(0.1ステップ):SEARCH:EDGE:HYSTERESIS 1:SEARCH:EDGE:HYSTERESIS? ->:SEARCH:EDGE:HYSTERESIS 1.0

構文
例

機能
構文

構文

例

解説

5-106

サーチ&ズーム機能でのエッジ検知レベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:EDGE:LEVEl {<電圧>|<NRf>}:SEARch:EDGE:LEVEl?
<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ)<NRf>＝−4〜4div(0.01divステップ):SEARCH:EDGE:LEVEL -10mV:SEARCH:EDGE:LEVEL? ->:SEARCH:EDGE:LEVEL -10.00E-03「:SEARch:EDGE:SOURce」がチャネルのときは電圧(ただし，電流プローブ設定時は電流)，MATHのときは<NRf>で設定します。

サーチ&ズーム機能でのズーム率変更時のリンクのON/OFFを設定/問い合わせします。
:SEARch:MLINkage {<Boolean>}:SEARch:MLINkage?
:SEARCH:MLINKAGE ON:SEARCH:MLINKAGE? -> :SEARCH:MLINKAGE 1:SEARch:MAG<x>:SEARch:EDGE:LEVEl
機能

サーチ&ズーム機能による検索を実行します。オー
バラップコマンドです。
:SEARch:EXECute:SEARCH:EXECUTE:SEARch:MLINkage (Mag Linkage):SEARch:EDGE:HYSTeresis
機能

サーチ&ズーム機能でのエッジ検索の対象波形を設定/問い合わせします。
:SEARch:EDGE:SOURce {<NRf>|MATH<x>}:SEARch:EDGE:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4)<x>＝1，2:SEARCH:EDGE:SOURCE MATH1:SEARCH:EDGE:SOURCE? ->:SEARCH:EDGE:SOURCE MATH1

例

サーチ&ズーム機能でのズーム画面のズーム率を設定/問い合わせします。
:SEARch:MAG<x> {<NRf>}:SEARch:MAG<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝最大40点までの倍率，本体ユーザーズマ
ニュアル参照:SEARCH:MAG1 100:SEARCH:MAG1? -> :SEARCH:MAG1 100:SEARch:PLINkage (Position Linkage)
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのズームボックス移動時のリンクのON/OFFを設定/問い合わせします。
:SEARch:PLINkage {<Boolean>}:SEARch:PLINkage?
:SEARCH:PLINKAGE OFF:SEARCH:PLINKAGE? -> :SEARCH:PLINKAGE 0

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ:SEARch:POSition<x>
機能
構文

例

サーチ&ズーム機能でのズームボックスの位置を設定/問い合わせします。
:SEARch:POSition<x> {<NRf>}:SEARch:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):SEARCH:POSITION1 2.5:SEARCH:POSITION1? ->:SEARCH:POSITION1 2.5000000

機能

構文:SEARch:PPATtern?
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索に関するすべての設定を問い合わせます。
:SEARch:PPATtern?
:SEARCH:PPATTERN? -> :SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SOURCE NONE;:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:LEVEL 0.0E+00;HYSTERESIS 0.30;
PATTERN HIGH;:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL2:LEVEL 0.0E+00;HYSTERESIS 0.30;
PATTERN DONTCARE;:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL3:LEVEL 0.0E+00;HYSTERESIS 0.30;
PATTERN DONTCARE;:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL4:LEVEL 0.0E+00;HYSTERESIS 0.30;
PATTERN DONTCARE;:SEARCH:PPATTERN:
MATH1:LEVEL 0.00;HYSTERESIS 0.30;
PATTERN DONTCARE;:SEARCH:PPATTERN:
MATH2:LEVEL 0.00;HYSTERESIS 0.30;
PATTERN DONTCARE:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|
MATH<x>}?
機能
構文

例

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索の各波形に関するすべての設定を問い合わせます。
:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)
MATH<x>の<x>＝1〜2:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1? ->:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:LEVEL
0.0E+00;HYSTERESIS 0.30;PATTERN HIGH

例

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索の対象波形の検知レベルのヒステリシスを設定/問い合わ
せします。
:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
HYSTeresis {<NRf>}:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
HYSTeresis?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)
MATH<x>の<x>＝1〜2<NRf>＝0.3〜4div(0.1ステップ):SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:
HYSTERESIS 0.3:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:
HYSTERESIS? -> :SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:HYSTERESIS 0.30

機能
構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索の対象波形の判定レベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
LEVel {<電圧>|<NRf>}:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
LEVel?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)
MATH<x>の<x>＝1〜2<電圧>＝画面8div分(対象波形がCH1〜CH8のとき)<NRf>＝−4〜4div(0.01ステップ 対象波形がMATH1，MATH2のとき):SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:LEVEL 1V:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:LEVEL? ->:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:LEVEL 1.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|
MATH<x>}:PATTern

構文

例

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|
MATH<x>}:LEVel

機能

IM 701450-17

1:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|
MATH<x>}:HYSTeresis

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索の対象波形の判定ステータスを設定/問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
PATTern {HIGH|LOW|DONTcare}:SEARch:PPATtern:{CHANnel<x>|MATH<x>}:
PATTern?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)
MATH<x>の<x>＝1〜2:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:PATTERN HIGH
:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:PATTERN? ->:SEARCH:PPATTERN:CHANNEL1:PATTERN HIGH

5-107

7
付
索

5.22 SEARchグループ:SEARch:PPATtern:CLOCk?

:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce

機能

機能

構文
例

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルに関するすべての設定を問い合わせます。
:SEARch:PPATtern:CLOCk?
:SEARCH:PPATTERN:CLOCK? ->:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SOURCE 1;
LEVEL 1.000E+00;HYSTERESIS 0.30;
SLOPE RISE

構文

例

:SEARch:PPATtern:CLOCk:HYSTeresis
機能

構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルのヒステリシスを設定/
問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:CLOCk:
HYSTeresis {<NRf>}:SEARch:PPATtern:CLOCk:HYSTeresis?
<NRf>＝0.3〜4div(0.1ステップ):SEARCH:PPATTERN:CLOCK:HYSTERESIS 4.0:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:HYSTERESIS? ->:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:HYSTERESIS 4.00「:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce」が「NONE」の時は，エラーになります。

:SEARch:PPATtern:CLOCk:LEVel
機能

構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:CLOCk:LEVel {<電圧>}:SEARch:PPATtern:CLOCk:LEVel?
<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ):SEARCH:PPATTERN:CLOCK:LEVEL 1V:SEARCH:PPATTERN:CLCOK:LEVEL? ->:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:LEVEL 1.000E+00
・「:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce」が「NONE」の時は，エラーになります。
・電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合
わせとなります。

:SEARch:PPATtern:LOGic?
解説

構文
例

解説

解説

構文

例

解説

構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルのスロープを設定/問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:CLOCk:SLOPe {FALL|
RISE}:SEARch:PPATtern:CLOCk:SLOPe?
:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SLOPE FALL
:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SLOPE? ->:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SLOPE FALL「:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce」が「NONE」の時は，エラーになります。

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索のロジックチャネルの各ビット状態を設定/問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|
A5|A6|A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}{HIGH|LOW|DONTcare}:SEARCH:PPATTERN:LOGIC:A0 DONTcare:SEARCH:PPATTERN:LOGIC:A0? ->:SEARCH:PPATTERN:LOGIC:A0 DONTCARE
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:SEARch:SELect
機能

構文

例

解説

5-108

サーチ&ズーム機能パラレルパターン検索のロジッ
クチャネルに関するすべての設定を問い合わせます。
:SEARch:PPATtern:LOGic?
:SEARCH:PPATTERN:LOGIC? -> :SEARCH:
PPATTERN:LOGIC:A0 DONTCARE;
A1 DONTCARE;A2 DONTCARE;A3 DONTCARE;
A4 DONTCARE;A5 DONTCARE;A6 DONTCARE;
A7 DONTCARE;B0 DONTCARE;B1 DONTCARE;
B2 DONTCARE;B3 DONTCARE;B4 DONTCARE;
B5 DONTCARE;B6 DONTCARE;B7 DONTCARE
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:SEARch:PPATtern:LOGic:{A0|A1|A2|A3|
A4|A5|A6|A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}:SEARch:PPATtern:CLOCk:SLOPe
機能

サーチ&ズーム機能でのパラレルパターン検索のクロックチャネルの対象波形を設定/問い合わせします。
:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce {NONE|<NRf>}:SEARch:PPATtern:CLOCk:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4):SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SOURce 1:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SOURce? ->:SEARCH:PPATTERN:CLOCK:SOURCE 1

サーチ&ズーム機能での検出波形番号を設定し，検出波形番号に相当するズーム位置を問い合わせます。
:SEARch:SELect {<NRf>|MAXimum}:SEARch:SELect?
<NRf>＝1〜1000:SEARCH:SELECT 1:SEARCH:SELECT? ->:SEARCH:SELECT 2.5000000
検索された位置が無い場合は，"NAN"がクエリとして返ってきます。

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ:SEARch:SELect? MAXimum:SEARch:SPATtern:CLOCk:HYSTeresis

機能

機能

構文
例
解説

サーチ&ズーム機能での検出回数を問い合わせます。
:SEARch:SELect? {MAXimum}:SEARCH:SELECT? MAXIMUM ->:SEARCH:SELECT 100
検索された位置が無い場合は，"NAN"がクエリとして返ってきます。

構文

例:SEARch:SPATtern? (Serial Pattern)
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPATtern?
:SEARCH:SPATTERN? -> :SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SOURCE NONE;:SEARCH:SPATTERN:INTERVAL 1.0E-06;SOURCE 1;
LEVEL 0.0E+00;PSELECT 1;
PATTERN1 "HXXXXXXX";PATTERN2 "XXXXXXXX";PATTERN3 "XXXXXXXX";PATTERN4 "XXXXXXXX";PATTERN5 "XXXXXXXX";PATTERN6 "XXXXXXXX";PATTERN7 "XXXXXXXX";PATTERN8 "XXXXXXXX"

解説

機能

構文

例

:SEARch:SPATtern:BIT

構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のロ
ジック入力波形の対象ビットを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:BIT {<NRf>}:SEARch:SPATtern:BIT?
<NRf>＝0〜7:SEARCH:SPATTERN:BIT 0:SEARCH:SPATTERN:BIT? ->:SEARCH:SPATTERN:BIT 0
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

構文例

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索パターンをすべてクリア(Don’t care)します。
:SEARch:SPATtern:CLEar:SEARCH:SPATTERN:CLEAR

機能

構文

例

解説

機能

構文
例

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPATtern:CLOCk?
:SEARCH:SPATTERN:CLOCK? ->:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SOURCE 1;
LEVEL 0.0E+00;SLOPE RISE;HYSTERESIS 0.3

IM 701450-17

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:CLOCk:LEVEl {<電圧>}:SEARch:SPATtern:CLOCk:LEVEl?
<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ):SEARCH:SPATTERN:CLOCK:LEVEL -10MV:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:LEVEL? ->:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:LEVEL -10.00E-03
・「:SEARch:SPATtern:CLOCK:SOURce」が「NONE」のときは，エラーになります。
・電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合
わせとなります。

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルのスロープを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:CLOCk:SLOPe{FALL|RISE}:SEARch:SPATtern:CLOCk:SLOPe?
:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SLOPE RISE
:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SLOPE? ->:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SLOPE RISE「:SEARch:SPATtern:CLOCK:SOURce」が「NONE」のときは，エラーになります。

:SEARch:SPATtern:CLOCk:SOURce:SEARch:SPATtern:CLOCk?
機能

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

:SEARch:SPATtern:CLOCk:SLOPe:SEARch:SPATtern:CLEar
機能

1:SEARch:SPATtern:CLOCk:LEVEl

解説
解説

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの検知レベルのヒステリシスを設定/
問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:CLOCk:HYSTeresis{<NRf>}:SEARch:SPATtern:CLOCk:HYSTeresis?
<NRf>＝0.3〜4div(0.1ステップ):SEARCH:SPATTERN:CLOCK:HYSTERESIS 1:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:HYSTERESIS? ->:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:HYSTERESIS 1.0「:SEARch:SPATtern:CLOCK:SOURce」が「NONE」のときは，エラーになります。

構文例

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のクロックチャネルの対象波形を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:CLOCk:SOURce{<NRf>|NONE}:SEARch:SPATtern:CLOCk:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4):SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SOURCE 1:SEARCH:SPATTERN:CLOCK:SOURCE? ->:SEARCH:SPATTERN:SOURCE 1

5-109

索

5.22 SEARchグループ:SEARch:SPATtern:INTerval
機能

構文

例

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索対象波形の検索間隔の時間を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:INTerval {<時間>}:SEARch:SPATtern:INTerval?
<時間>＝10ps〜500s:SEARCH:SPATTERN:INTERVAL 100US:SEARCH:SPATTERN:INTERVAL? ->:SEARCH:SPATTERN:INTERVAL 100.00E-06:SEARch:SPATtern:LEVel
機能

構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索対象波形のステータス判定レベルの上限/下限を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:LEVel {<電圧>,<電圧>|<NRf>,NRf>}:SEARch:SPATtern:LEVel?
<電圧>＝画面8div分(対象波形が，CH1〜CH4のとき)<NRf>＝−4〜4div(0.01ステップ対象波形が，MATH1，MATH2のとき):SEARCH:SPATTERN:LEVEL -1V,1V:SEARCH:SPATTERN:LEVEL? ->:SEARCH:SPATTERN:LEVEL -1.000E+00,1.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

:SEARch:SPATtern:PSELect (Pattern
Select)
機能

構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のス
テータス判定パターンを設定するパターン番号を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:PSELect {<NRf>}:SEARch:SPATtern:PSELect?
<NRf>＝1〜4:SEARCH:SPATTERN:PSELECT 1:SEARCH:SPATTERN:PSELECT? ->:SEARCH:SPATTERN:PSELECT 1<NRf>＝1〜4は，パターンA〜Dに対応しています。

:SEARch:SPATtern:SOURce
解説
構文

例

解説

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索の検索対象波形を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:SOURce{<NRf>|MATH<x>|
PODA|PODB}:SEARch:SPATtern:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440は1〜4)<x>＝1，2:SEARCH:SPATTERN:SOURCE 1:SEARCH:SPATTERN:SOURCE? ->:SEARCH:SPATTERN:SOURCE 1
PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応
していないと，エラーになります。

:SEARch:SPATtern:PATTern<x>
機能
構文

例

解説

5-110

サーチ&ズーム機能でのシリアルパターン検索のス
テータス判定パターンを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPATtern:PATTern<x> <文字列>:SEARch:SPATtern:PATTern<x>?
<x>＝1〜8<文字列>＝'H'，'L'，'X'の組み合わせ8文字(文字の左側から若いビットを意味し，全部で8ビット分を表します):SEARCH:SPATTERN:PATTERN1 "HLXHLXHL":SEARCH:SPATTERN:PATTERN1? ->:SEARCH:SPATTERN:PATTERN1 "HLXHLXHL"
・<x>は，8ビットのブロック番号を意味します。
よって，<x>＝1の時は文字列の一番左側が0ビッ
トを意味し，一番右側が7ビットを意味します。
<x>と文字列の関係は下記となります。
<x>＝1 <文字列>＝0〜7ビット，<x>＝2 <文字列>＝8〜15ビット，<x>＝3 <文字列>＝16〜23
ビット，<x>＝4 <文字列>＝24〜31ビット，<x>＝5 <文字列>＝32〜39ビット，<x>＝6 <文字列>＝40〜47ビット，<x>＝7 <文字列>＝48〜55
ビット，<x>＝8 <文字列>＝56〜63ビット・パターンは，「:SEARch:SPATtern:PSELect」
で選択されているパターン番号に設定されます。

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ:SEARch:SPI?

:SEARch:SPI:ANALyze?

機能

機能

構文
例

SPI信号解析機能に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI?
:SEARCH:SPI? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CLOCK:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;POLARITY RISE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA2:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL5:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL6:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL7:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL8:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:LOGIC:A0 0;A1 0;A2 0;A3 0;
A4 0;A5 0;A6 0;A7 0;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE NONE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT TRIGGER;MPOSITION 0.0000000;BITORDER MSBFIRST;:SEARCH:SPI:SEARCH:TYPE FRAME;PFORMAT HEXA;SOURCE DATA1;DATA:BYTE 8;PATTERN1 "XXXXXXXX";PATTERN2 "XXXXXXXX";PATTERN3 "XXXXXXXX";PATTERN4 "XXXXXXXX";PATTERN5 "XXXXXXXX";PATTERN6 "XXXXXXXX";PATTERN7 "XXXXXXXX";PATTERN8 "XXXXXXXX"

IM 701450-17

構文
例

1

SPI信号解析実行に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:ANALyze?
:SEARCH:SPI:ANALYZE? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;POLARITY RISE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA2:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL5:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL6:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL7:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL8:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:LOGIC:A0 0;A1 0;A2 0;A3 0;
A4 0;A5 0;A6 0;A7 0;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE NONE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT TRIGGER;MPOSITION 0.0000000;BITORDER MSBFIRST:SEARch:SPI:ANALyze:ABORt
機能
構文
例

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

SPI信号解析の実行を中止します。
:SEARch:SPI:ANALyze:ABORt:SEARCH:SPI:ANALYZE:ABORT索:SEARch:SPI:ANALyze:EXECute
機能
構文
例

2

SPI信号解析を実行します。
:SEARch:SPI:ANALyze:EXECute:SEARCH:SPI:ANALYZE:EXECUTE

5-111

5.22 SEARchグループ:SEARch:SPI:ANALyze:SETup?
機能
構文
例

SPI信号解析に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:LEVEL 0.0E+00;
HYSTERESIS 0.30;POLARITY RISE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA2:MODE 1;
LEVEL 0.0E+00,0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL5:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL6:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL7:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL8:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:LOGIC:A0 0;A1 0;A2 0;A3 0;
A4 0;A5 0;A6 0;A7 0;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE NONE;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT TRIGGER;MPOSITION 0.0000000;BITORDER MSBFIRST:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:BITorder
機能
構文

例

SPI信号解析データのビットオーダを設定/問い合わ
せします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:BITorder{MSBFirst|LSBFirst}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:BITorder?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:BITORDER
MSBFIRST:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:BITORDER? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:BITORDER MSBFIRST:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:
HYSTeresis
機能
構文

例

:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:LEVel
機能
構文

例

解説

機能
構文
例

5-112

SPI信号解析のクロックチャネルのすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:LEVEL 1.000E+00;HYSTERESIS 0.3;
POLARITY RISE

SPI信号解析のクロックチャネルの検知レベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:LEVel{<電圧>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:LEVel?
<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ):SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:LEVEL1V:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:LEVEL?-> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:
CLOCK:LEVEL 1.000E+00
CH1に電流プローブが設定されているときは，<電流>値の設定/問い合わせになります。

:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:
POLarity
機能
構文

例:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk?

SPI信号解析のクロックチャネルの検知レベルのヒ
ステリシスを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:
HYSTeresis {<NRf>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:
HYSTeresis?
<NRf>＝0.3〜4.0(div，0.1ステップ):SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:HYSTERESIS 0.5:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:HYSTERESIS? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CLOCK:HYSTERESIS 0.5

SPI信号解析のクロックチャネルのスロープを設定/
問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:
POLarity {RISE|FALL}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:
POLarity?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:POLARITY RISE
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CLOCK:POLARITY? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CLOCK:POLARITY RISE

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS?
機能
構文
例

SPI信号解析のチップセレクト信号のすべての設定
値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:
MODE 0;LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL5:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL6:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL7:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:CHANNEL8:MODE 0;
LEVEL 0.0E+00;:SEARCH:SPI:ANALYZE:
SETUP:CS:LOGIC:A0 0;A1 0;A2 0;A3 0;
A4 0;A5 0;A6 0;A7 0;:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE NONE

:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:
CHANnel<x>?
機能
構文

例

SPI信号解析のチップセレクト信号の各チャネルのすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:
CHANnel<x>?
<x>＝4〜8(DL7440は4):SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:
CHANNEL4?->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:
MODE 1;LEVEL 1.000E+00:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:
CHANnel<x>:LEVel
機能
構文

例

解説

SPI信号解析のチップセレクト信号の各チャネルのレベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:
CHANnel<x>:LEVel {<電圧>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:
CHANnel4:LEVel?
<x>＝4〜8(DL7440は4)<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ):SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:LEVEL 1V
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:LEVEL? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:
CS:CHANNEL4:LEVEL 1.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せになります。

IM 701450-17

1:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:
CHANnel<x>:MODE
機能

構文

例

SPI信号解析で各チャネルをチップセレクト信号として扱う(ON)/扱わない(OFF)を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel4:
MODE {<Boolean>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel4:
MODE?
<x>＝4〜8(DL7440は4):SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:
MODE ON:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:CHANNEL4:
MODE? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:
CHANNEL4:MODE 1:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic?
機能
構文
例

解説

SPI信号解析のチップセレクト信号のすべてのロジック入力の設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:LOGIC? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:LOGIC:
A0 0;A1 0;A2 0;A3 0;A4 0;A5 0;A6 0;A7 0
ロジック入力(オプション)に対応していないと，エラーになります。

:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7}
機能

構文

例

SPI信号解析のロジック入力の各ビットをチップセ
レクト信号として扱う(ON)/扱わない(OFF)を設定/
問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7} {<Boolean>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7}?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:LOGIC:
A0 ON:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:LOGIC:
A0? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:
LOGIC:A0 1:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:ESTate
機能
構文

例

SPI信号解析のチップセレクト信号の有効状態を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:ESTate{HIGH|LOW|DONTcare}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:CS:ESTate?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE LOW:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:CS:ESTATE LOW

5-113

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.22 SEARchグループ:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>?

:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:RPOint

機能

機能

構文
例

SPI信号解析のデータ信号のすべての設定値を問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>?
<x>＝1，2:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:MODE
1;LEVEL 1.000E+00,0.000E+00

構文

例:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:
LEVel
機能
構文

例

解説

SPI信号解析のデータ信号のスレショルドレベルを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:LEVel{<電圧>,<電圧>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:
LEVel?
<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ)<x>＝1，2:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:LEVEL1V,0V:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:LEVEL? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:
DATA1:LEVEL 1.000E+00,0.000E+00<x>＝1のときは，CH2の入力がデータ信号になります。<x>＝2のときは，CH3の入力がデータ信号になります。CH2，CH3に電流プローブが設定されているときは，<電流>値の設定/問い合わせになります。

:SEARch:SPI:LIST?
機能
構文
例

構文

例

SPI信号解析のデータ信号の有効(ON)/無効(OFF)を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:MODE{<Boolean>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:MODE?
<x>＝1，2:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:MODE ON:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:DATA1:
MODE? -> :SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:
DATA1:MODE 1:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:MPOSition
機能
構文

例

5-114

SPI信号解析の基準点をマニュアルにしたときの，基準点を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:MPOSition{<NRf>}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:MPOSition?
<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:MPOSITION -4.000:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:MPOSITION? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:MPOSITION -4.00000

SPI信号解析の結果の1バイト分を文字列として出力します。
SEARch:SPI:LIST? {<NRf>}<NRf>＝−40000〜40000:SEARCH:SPI:LIST? 1 ->" 10.024 01010101 00000010 L":SEARch:SPI:SEARch?
機能
構文
例:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:
MODE
機能

SPI信号解析の基準点をトリガポジションにするか，マニュアルにするかを設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:RPOint{TRIGger|MANual}:SEARch:SPI:ANALyze:SETup:RPOint?
:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT TRIGGER:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT? ->:SEARCH:SPI:ANALYZE:SETUP:RPOINT TRIGGER

SPI信号の検索に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:SPI:SEARch?
SEARCH:SPI:SEARCH? -> :SEARCH:SPI:SEARCH:TYPE FRAME;PFORMAT BINARY;
SOURCE DATA1;DATA:BYTE 8;PATTERN1 "10X10X10";
PATTERN2 "0X10X10X";
PATTERN3 "X10X10X1";
PATTERN4 "01X01X01";
PATTERN5 "1X01X01X";
PATTERN6 "X01X01X0";
PATTERN7 "X10X10X1";PATTERN8 "11010101":SEARch:SPI:SEARch:DATA?
機能
構文
例

SPI信号のデータ検索に関するすべての設定値を問
い合わせます。
:SEARch:SPI:SEARch:DATA?
:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA? ->:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:BYTE 8;PATTERN1 "10X10X10";
PATTERN2 "0X10X10X";
PATTERN3 "X10X10X1";
PATTERN4 "01X01X01";
PATTERN5 "1X01X01X";
PATTERN6 "X01X01X0";
PATTERN7 "X10X10X1";PATTERN8 "11010101"

IM 701450-17

5.22 SEARchグループ:SEARch:SPI:SEARch:DATA:BYTE:SEARch:SPI:SEARch:PREVious?

機能

機能

構文

例

SPI信号のデータ検索の検索データバイト数を設定/
問い合わせします。
:SEARch:SPI:SEARch:DATA:BYTE {<NRf>}:SEARch:SPI:SEARch:DATA:BYTE?
<NRf>＝1〜8:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:BYTE 8:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:BYTE? ->:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:BYTE 8

構文
例
解説

機能

構文

例

SPI信号のデータ検索パターンをHEXで設定します。
:SEARch:SPI:SEARch:DATA:HEXa<x> {<文字列>}<文字列>＝'0'〜'F'，'X'の組み合わせ2文字<x>＝1〜8:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:HEXA1 "1A"

:SEARch:SPI:SEARch:DATA:PATTern<x>
機能
構文

例

SPI信号のデータ検索パターンをBINARYで設定/問
い合わせします。
:SEARch:SPI:SEARch:DATA:PATTern<x> {<文字列>}:SEARch:SPI:SEARch:DATA:PATTern<x>?
<文字列>＝'0'，'1'，'X'の組み合わせ8文字<x>＝1〜8:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:PATTERN1 "10X10X10":SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:PATTERN1? ->:SEARCH:SPI:SEARCH:DATA:PATTERN1 "10X10X10"

構文
例

例

構文
例
解説

SPI信号の検索を現バイトより後のデータに対して行い，検索位置を返します。
:SEARch:SPI:SEARch:NEXT?
:SEARCH:SPI:SEARCH:NEXT? -> 10
検索が成功した場合は，−40000〜40000の値が返ります。失敗した場合は，「NAN」が返ります。

機能
構文

例

機能
構文
例

構文

例

SPI信号の検索パターンの設定フォーマットを設定/
問い合わせします。
:SEARch:SPI:SEARch:PFORmat{HEXa|BINary}:SEARch:SPI:SEARch:PFORmat?
:SEARCH:SPI:SEARCH:PFORMAT BINARY:SEARCH:SPI:SEARCH:PFORMAT? ->:SEARCH:SPI:SEARCH:PFORMAT BINARY

IM 701450-17

検索開始点を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPOint {<NRf>}:SEARch:SPOint?
<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):SEARCH:SPOINT 3:SEARCH:SPOINT? ->:SEARCH:SPOINT 3.0000000:SEARch:TWINdow (Target WINdow):SEARch:SPI:SEARch:PFORmat
機能

SPI信号の検索の種類を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:SEARch:TYPE{FRAMe|INDefinite}:SEARch:SPI:SEARch:TYPE?
:SEARCH:SPI:SEARCH:TYPE FRAME:SEARCH:SPI:SEARCH:TYPE? ->:SEARCH:SPI:SEARCH:TYPE FRAME:SEARch:SPOint (Start Point):SEARch:SPI:SEARch:NEXT?
機能

SPI信号の検索の対象波形を設定/問い合わせします。
:SEARch:SPI:SEARch:SOURce {DATA1|DATA2}:SEARch:SPI:SEARch:SOURce?
:SEARCH:SPI:SEARCH:SOURCE DATA1:SEARCH:SPI:SEARCH:SOURCE? ->:SEARCH:SPI:SEARCH:SOURCE DATA1:SEARch:SPI:SEARch:TYPE
機能構文

サーチ&ズーム機能で検索された部分を表示する
ズーム画面を設定/問い合わせします。
:SEARch:TWINdow {Z1|Z2}:SEARch:TWINdow?
:SEARCH:TWINDOW Z1:SEARCH:TWINDOW? -> :SEARCH:TWINDOW Z1:SEARch:TYPE
機能
構文

例

2
3

:SEARch:SPI:SEARch:SOURce:SEARch:SPI:SEARch:DATA:HEXa<x>
機能

1

SPI信号の検索を現バイトより前のデータに対して行い，検索位置を返します。
:SEARch:SPI:SEARch:PREVious?
:SEARCH:SPI:SEARCH:PREVIOUS? -> -10
検索が成功した場合は，−40000〜40000の値が返ります。失敗した場合は，「NAN」が返ります。

サーチ&ズーム機能の検索タイプを設定/問い合わせします。
:SEARch:TYPE {SPATtern|WIDTh|EDGE|
PPATtern|ASCRoll|SPI}:SEARch:TYPE?
:SEARCH:TYPE SPATTERN:SEARCH:TYPE? -> :SEARCH:TYPE SPATTERN

5-115

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.22 SEARchグループ:SEARch:WIDTh?

:SEARch:WIDTh:TIME<x>

機能

機能

構文
例

サーチ&ズーム機能でのパルス幅検索に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SEARch:WIDTh?
:SEARCH:WIDTH? -> :SEARCH:WIDTH:
TYPE IN;SOURCE 1;LEVEL 0.0E+00;
POLARITY HIGH;HYSTERESIS 0.30;
TIME1 1.000000E-06;TIME2 1.000000E-06

構文例:SEARch:WIDTh:HYSTeresis
機能
構文

例

サーチ&ズーム機能でのパルス幅検索レベルのヒステリシスを設定/問い合わせします。
:SEARch:WIDTh:HYSTeresis {<NRf>}:SEARch:WIDTh:HYSTeresis?
<NRf>＝0.3〜4.0div(0.1ステップ):SEARCH:WIDTH:HISTERESIS 0.3:SEARCH:WIDTH:HISTERESIS? ->:SEARCH:WIDTH:HYSTERESIS 0.30

:SEARch:WIDTh:LEVel
機能
構文

例

解説

サーチ&ズーム機能パルス幅検索のパルス幅を設定/
問い合わせします。
:SEARch:WIDTh:TIME<x> {<時間>}:SEARch:WIDTh:TIME<x>?
<x>＝1，2<時間>＝10ps〜500s:SEARCH:WIDTH:TIME1 20PS
:SEARCH:WIDTH:TIME1? ->:SEARCH:WIDTH:TIME1 20.0E-12:SEARch:WIDTh:TYPE
機能
構文

例

サーチ&ズーム機能パルス幅検索の検索種類を設定/
問い合わせします。
:SEARch:WIDTh:TYPE{IN|OUT|TIMeout|BETWeen}:SEARch:WIDTh:TYPE?
:SEARCH:WIDTH:TYPE IN:SEARCH:WIDTH:TYPE? ->:SEARCH:WIDTH:TYPE IN

サーチ&ズーム機能でのパルス幅検索レベルを設定/
問い合わせします。
:SEARch:WIDTh:LEVel {<電圧>|<NRf>}:SEARch:WIDTh:LEVel?
<電圧>＝画面8div分(0.01divステップ)<NRf>＝−4〜4div(0.01divステップ):SEARCH:WIDTH:LEVEL 1V:SEARCH:WIDTH:LEVEL? ->:SEARCH:WIDTH:LEVEL 1.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

:SEARch:WIDTh:POLarity
機能
構文
例

サーチ&ズーム機能でのパルス幅検索レベルの極性を設定/問い合わせします。
:SEARch:WIDTh:POLarity {HIGH|LOW}:SEARch:WIDTh:POLarity?
:SEARCH:WIDTH:POLARUTY HIGH
:SEARCH:WIDTH:POLARITY? ->:SEARCH:WIDTH:POLARITY HIGH

:SEARch:WIDTh:SOURce
機能
構文

例

5-116

サーチ&ズーム機能でのパルス幅検索の対象波形を設定/問い合わせします。
:SEARch:WIDTh:SOURce {<NRf>|MATH<x>}:SEARch:WIDTh:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4)<x>＝1，2:SEARCH:WIDTH:SOURCE 1:SEARCH:WIDTH:SOURCE? ->:SEARCH:WIDTH:SOURCE 1

IM 701450-17

5.23 SNAPグループ/5.24

SSTartグループ/5.25

STARtグループ1

5.23 SNAPグループ
SNAPグループは，スナップショットを実行するグループです。フロントパネルのSNAP SHOTと同じ内容を実行
できます。
:SNAP

2

:SNAP
機能
構文
例

スナップショットを実行します。
:SNAP
:SNAP

3

5.24 SSTartグループ

4

SSTartグループは，シングルスタートを実行するグループです。シングルトリガと同じ動作をします。
:SSTart?

<Space><NRf>

5:SSTart?
機能

構文

例
解説

トリガモードをシングルにしてSTARTし，指定時間
内にSTOPした場合にその時点で0を返します。
指定時間内にSTOPしなかった場合は，1を返します。
:SSTart? {<NRf>}{<NRf>＝1〜36000(100ms単位：待ち時間，
STARTして待つ)
0(STARTするのみ。待ちなし)−36000〜−1(100ms単位:待ち時間，STARTしな
いで待つ):SSTART? 100 -> :SSTART 0
・指定時間が+値の場合は，指定時間内において，
SINGLE TRIGGERでSTARTして，STOPするのを待ちます。
・指定時間が0の場合は，STARTして，STOPを待たずに0が返って来ます。
・指定時間が-値の場合は，STARTせずに，ただ，指定時間内でSTOPするのを待ちます。

コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.25 STARtグループ
STARtグループは，波形の取り込みをスタートするグループです。フロントパネルのSTART/STOPと同じ内容を実行できます。
:STARt:STARt機能
構文
例
解説

波形の取り込みをスタートします。
:STARt:START
取り込みのストップは，「STOP」で行います。

IM 701450-17

5-117

5.26

STATusグループ

5.26 STATusグループ
STATusグループは，通信のステータス機能に関する設定と問い合わせを行うグループです。このグループに相当
するフロントパネルのキーはありません。ステータスレポートについては，第6章を参照してください。
;:STATus:

CONDition
EESE?
<Space><Register>
?

EESR

?

ERRor

?

FILTer<x><Space>

RISE
FALL
BOTH
NEVer
?

QENable<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

QMESsage<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

SPOLl

?
?

:STATus?

:STATus:EESE

機能

機能

構文
例

通信のステータス機能に関連する設定をすべて問い合わせます。
:STATus?
:STATUS? -> :STATUS:EESE 0;
FILTER1 NEVER;FILTER2 NEVER;
FILTER3 NEVER;FILTER4 NEVER;
FILTER5 NEVER;FILTER6 NEVER;
FILTER7 NEVER;FILTER8 NEVER;
FILTER9 NEVER;FILTER10 NEVER;
FILTER11 NEVER;FILTER12 NEVER;
FILTER13 NEVER;FILTER14 NEVER;
FILTER15 NEVER;FILTER16 NEVER;
QENABLE 1;QMESSAGE 1:STATus:CONDition?
機能
構文
例
解説

状態レジスタの内容の問い合わせます。
:STATus:CONDition?
:STATUS:CONDITION -> 16
状態レジスタについては，「第6章 ステータスレ
ポート」をご覧ください。

構文

例
解説

:STATus:EESR?
機能
構文
例
解説

拡張イベントレジスタの内容の問い合わせ，レジス
タをクリアします。
:STATus:EESR?
:STATUS:EESR? -> 1
拡張イベントレジスタについては，「第6章 ステー
タスレポート」をご覧ください。

:STATus:ERRor?
機能
構文
例

5-118

拡張イベントイネーブルレジスタを設定/問い合わせします。
:STATus:EESE <Register>:STATus:EESE?
<Register>＝0〜65535:STATUS:EESE 257:STATUS:EESE? -> :STATUS:EESE 257
拡張イベントイネーブルレジスタについては，「第6章 ステータスレポート」をご覧ください。

発生したエラーのコードとメッセージの内容(エラー
キューの先頭)を問い合わせます。
:STATus:ERRor?
:STATUS:ERROR? ->113,"Undefined header"
IM 701450-17

5.26

STATusグループ/5.27:STATus:FILTer<x>:STATus:QMESsage

機能
構文

機能

遷移フィルタを設定/問い合わせします。
:STATus:FILTer<x>{RISE|FALL|BOTH|NEVer}:STATus:FILTer<x>?
<x>＝1〜16:STATUS:FILTER2 RISE
:STATUS:FILTER2? -> :STATUS:FILTER2
RISE
遷移フィルタについては，「第6章 ステータスレ
ポート」をご覧ください。

例

解説:STATus:QENable
機能

エラー以外のメッセージをエラーキューに格納するかしないかを設定/問い合わせします。
:STATus:QENable {<Boolean>}:STATus:QENable?
:STATUS:QENABLE ON:STATUS:QENABLE? -> :STATUS:QENABLE 1

構文
例

構文
例

STOPグループ

1「STATus:ERRor?」の応答にメッセージ内容を付
けるか付けないかを設定/問い合わせします。
:STATus:QMESsage {<Boolean>}:STATus:QMESsage?
:STATUS:QMESSAGE OFF:STATUS:QMESSAGE? -> :STATUS:QMESSAGE 0

3:STATus:SPOLl? (Serial Poll)
機能
構文
例
解説

2

シリアルポールを実行します。
:STATus:SPOLl?
:STATUS:SPOLL? -> STATUS:SPOLL 0
USB，またはネットワーク(オプション)インタ
フェース専用のコマンドです。

4
5
コ
マ
ン
6
ド

5.27 STOPグループ
STOPグループは，波形の取り込みをストップするグループです。フロントパネルのSTART/STOPと同じ内容を実行できます。

7

:STOP

:STOP
機能
構文
例
解説

付

波形の取り込みをストップします。
:STOP
:STOP
取り込みのスタートは，「STARt」で行います。

IM 701450-17

索

5-119

5.28

STOReグループ

5.28 STOReグループ
STOReグループは，内蔵メモリへの設定データの保存を行うグループです。フロントパネルのSETUPのStore/
RecallメニューのStoreと同じ内容を実行できます。
;;:STORe

:

SETup

<X>

:

COMMent<Space>

<文字列>
?
?

DATE
EXECuteLOCk<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?
?

:STORe?

:STORe:SETup<x>:EXECute

機能

機能

構文
例

内蔵メモリへ保存された設定データに関するすべての情報を問い合わせます。
:STORe?
:STORE? -> :STORE:SETUP1:COMMENT "";LOCK 0;:STORE:SETUP2:COMMENT "";LOCK 0;:STORE:SETUP3:COMMENT "";LOCK 0:STORe:SETup<x>?
機能
構文例

指定された番号の内蔵メモリに保存された設定デー
タに関する情報を問い合わせます。
:STORe:SETup<x>?
<x>＝1〜3:STORE:SETUP1? ->:STORE:SETUP1:COMMENT "WAVE1";LOCK 0

構文
例

指定された番号の内蔵メモリに設定データを保存します。
:STORe:SETup<x>:EXECute<x>＝1〜3:STORE:SETUP1:EXECUTE:STORe:SETup<x>:LOCK
機能
構文

例

指定された番号の内蔵メモリに保存した設定データの保護のON/OFFを設定/問い合わせします。
:STORe:SETup<x>:LOCK {<Boolean>}:STORe:SETup<x>:LOCK?
<x>＝1〜3:STORE:SETUP1:LOCK ON:STORE:SETUP1:LOCK? ->:STORE:SETUP1:LOCK 1:STORe:SETup<x>:COMMent
機能
構文

例

指定された番号の内蔵メモリに保存する設定データのコメントを設定/問い合わせします。
:STORe:SETup<x>:COMMent <文字列>:STORe:SETup<x>:COMMent?
<x>＝1〜3<文字列>＝8文字以内:STORE:SETUP1:COMMENT "WAVE1":STORE:SETUP1:COMMENT? ->:STORE:SETUP1:COMMENT "WAVE1":STORe:SETup<x>:DATE?
機能
構文
例

5-120

指定された番号の内蔵メモリに保存した設定データの日付/時間を問い合わせます。
:STORe:SETup<x>:DATE?
<x>＝1〜3:STORE:SETUP1:DATE? ->:STORE:SETUP1:DATE? "00/12/04 17:30:34"

IM 701450-17

5.29 SYSTemグループ

1

5.29 SYSTemグループ
SYSTemグループは，システムに関するグループです。フロントパネルのMISCのSystem Configメニューと同じ
設定，および設定内容の問い合わせができます。
;:SYSTem:

2

BATTery?

CLICk<Space>

OFF
ON

3

<NRf>
?
;

CLOCk

:

DATE

<Space>

<文字列>

4

?
MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>

5

?
;

:

SNTP

コ
マ
ン
6
ド

EXECute<Space>

GMTTime

<文字列>
?

?
TIME

<Space>

<文字列>

7

?
MANual<Space>

TYPE

SNTP
?

付

?

LANGuage<Space>JAPANese
ENGLish

索

?
;
;

LCD

:

:

AUTO

MODE

<Space>

OFF
ON
<NRf>

TIME

<時間>

<Space>?

BRIGhtness<Space>MODE<Space>

<NRf>
?
OFF
ON
<NRf>
?
?

OCANcel<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

IM 701450-17

5-121

5.29 SYSTemグループ

;

SCSI

:

INITialize
OWNid<Space><NRf>?
?

SINFormation

TGATe<Space>

OFF
HIGH
LOW
?

USBKeyboard<Space>ENGLishJAPANese?

OVERview?

:SYSTem?

:SYSTem:CLOCk:DATE

機能

機能
構文

構文
例

システムに関するすべての設定値を問い合わせます。
:SYSTem?
:SYSTEM? -> :SYSTEM:SCSI:OWNID 7;:
SYSTEM:CLOCK:MODE 1;DATE "2003/01/28";
TIME "20:15:59";:SYSTEM:LANGUAGE JAPANESE;CLICK 1;TGATE OFF;LCD:MODE 1;BRIGHTNESS 7;AUTO:MODE 0;
TIME 1;:SYSTEM:OCANCEL 0;
USBKEYBOARD JAPANESE:SYSTem:BATTery?
機能
構文
例
解説

内部のリチウム電池の状態を問い合わせます。
:SYSTem:BATTery?
:SYSTEM:BATTERY? -> :SYSTEM:BATTERY 1
リチウム電池が正常なときは「1」，消耗したときは「0」が返されます。

例

日付を設定/問い合わせします。
:SYSTem:CLOCk:DATE <文字列>:SYSTem:CLOCk:DATE?
<文字列>＝YYYY/MM/DD，本体ユーザーズマニュ
アル参照:SYSTEM:CLOCK:DATE "2000/09/30":SYSTEM:CLOCK:DATE? ->:SYSTEM:CLOCK:DATE "2000/09/30":SYSTem:CLOCk:MODE
機能
構文
例

日付・時刻表示のON/OFFを設定/問い合わせします。
:SYSTem:CLOCk:MODE {<Boolean>}:SYSTem:CLOCk:MODE?
:SYSTEM:CLOCK:MODE ON:SYSTEM:CLOCK:MODE? ->:SYSTEM:CLOCK:MODE 1:SYSTem:CLICk:SYSTem:CLOCk:SNTP?

機能
構文

機能
構文
例

例

クリック音のON/OFFを設定/問い合わせします。
:SYSTem:CLICk {<Boolean>}:SYSTem:CLICk?
:SYSTEM:CLICK ON:SYSTEM:CLICK? -> :SYSTEM:CLICK 1:SYSTem:CLOCk?
機能
構文
例

5-122

日付・時刻に関するすべての設定値を問い合わせます。
:SYSTem:CLOCk?
:SYSTEM:CLOCK? -> :SYSTEM:CLOCK:MODE 1;
TYPE SNTP;DATE "2000/06/19";TIME"17:47:17";SNTP:GMTTIME "09:00"

SNTPによる日付時刻設定を問い合わせします。
:SYSTem:CLOCk:SNTP?
:SYSTEM:CLOCK:SNTP? ->:SYSTEM:CLOCK:SNTP:GMTTIME "09:00":SYSTem:CLOCk:SNTP:EXECute
機能
構文
例

SNTPによる日付時刻を設定します。
:SYSTem:CLOCk:SNTP:EXECute:SYSTEM:CLOCK:SNTP:EXECUTE

IM 701450-17

5.29 SYSTemグループ:SYSTem:CLOCk:SNTP:GMTTime:SYSTem:LCD:AUTO:MODE

機能

機能

構文

例

グリニッジ標準時との時差を設定/問い合わせします。
:SYSTem:CLOCk:SNTP:GMTTime <文字列>:SYSTem:CLOCk:SNTP:GMTTime?
<文字列>＝HH:MM，本体ユーザーズマニュアル参照:SYSTEM:CLOCK:SNTP:GMTTIME "09:00":SYSTEM:CLOCK:SNTP:GMTTIME? ->:SYSTEM:CLOCK:SNTP:GMTTIME "09:00"

構文
例

機能

例

時刻を設定/問い合わせします。
:SYSTem:CLOCk:TIME <文字列>:SYSTem:CLOCk:TIME?
<文字列>＝HH:MM:SS，本体ユーザーズマニュアル
参照:SYSTEM:CLOCK:TIME "14:30:00":SYSTEM:CLOCK:TIME? ->:SYSTEM:CLOCK:TIME "14:30:00":SYSTem:CLOCk:TYPE
機能
構文
例

日付時刻の設定方法を 設定/問い合わせします。
:SYSTem:CLOCk:TYPE {MANual|SNTP}:SYSTem:CLOCk:TYPE?
:SYSTEM:CLOCK:TYPE MANUAL:SYSTEM:CLOCK:TYPE? -> :SYSTEM:CLOCK:TYPE MANUAL

2
3:SYSTem:LCD:AUTO:TIME:SYSTem:CLOCk:TIME
機能
構文

1

液晶ディスプレイのバックライトのオートオフのON/OFFを設定/問い合わせします。
:SYSTem:LCD:AUTO:MODE {<Boolean>}:SYSTem:LCD:AUTO:MODE?
:SYSTEM:LCD:AUTO:MODE ON:SYSTEM:LCD:AUTO:MODE? ->:SYSTEM:LCD:AUTO:MODE 1

構文

例

液晶ディスプレイのバックライトのオートオフまでの時間を設定/問い合わせします。
:SYSTem:LCD:AUTO:TIME {<NRf>}:SYSTem:LCD:AUTO:TIME?
<NRf>＝1〜60(分):SYSTEM:LCD:AUTO:TIME 1:SYSTEM:LCD:AUTO:TIME? ->:SYSTEM:LCD:AUTO:TIME 1:SYSTem:LCD:BRIGhtness
機能
構文

例

液晶ディスプレイの輝度を設定/問い合わせします。
:SYSTem:LCD:BRIGhtness {<NRf>}:SYSTem:LCD:BRIGhtness?
<NRf>＝0〜7:SYSTEM:LCD:BRIGTHNESS 2:SYSTEM:LCD:BRIGTHNESS? ->:SYSTEM:LCD:BRIGTHNESS 2

4
5
コ
マ
ン
6
ド

7
付

:SYSTem:LCD:MODE:SYSTem:LANGuage

機能

機能
構文

構文

例

メッセージの言語を設定/問い合わせします。
:SYSTem:LANGuage {ENGLish|JAPANese}:SYSTem:LANGuage?
:SYSTEM:LANGUAGE JAPANESE:SYSTEM:LANGUAGE? -> :SYSTEM:LANGUAGE
JAPANESE

例

液晶ディスプレイのバックライトの消灯(OFF)/点灯(ON)を設定/問い合わせします。
:SYSTem:LCD:MODE {<Boolean>}:SYSTem:LCD:MODE?
:SYSTEM:LCD:MODE OFF:SYSTEM:LCD:MODE? -> :SYSTEM:LCD:MODE 0:SYSTem:OCANcel (Offset Cancel):SYSTem:LCD?
機能
構文
例

液晶ディスプレイに関するすべての設定値を問い合わせます。
:SYSTem:LCD?
:SYSTEM:LCD? -> :SYSTEM:LCD:MODE 1;
BRIGHTNESS 1;AUTO:MODE 0;TIME 1:SYSTem:LCD:AUTO?
機能
構文
例

液晶ディスプレイのバックライトのオートオフに関するすべての設定値を問い合わせます。
:SYSTem:LCD:AUTO?
:SYSTEM:LCD:AUTO? ->:SYSTEM:LCD:AUTO:MODE 0;TIME 1

IM 701450-17

機能

構文
例

設定したオフセット電圧を測定結果や演算結果に反映する(ON)/しない(OFF)を設定/問い合わせします。
:SYSTem:OCANcel {<Boolean>}:SYSTem:OCANcel?
:SYSTEM:OCANCEL ON:SYSTEM:OCANCEL? -> :SYSTEM:OCANCEL 0:SYSTem:OVERview
機能
構文例

システム情報を表示します。
:SYSTem:OVERview:SYSTEM:OVERVIEW

5-123

索

5.29 SYSTemグループ:SYSTem:SCSI?
機能
構文
例
解説

SCSI-IDに関するすべての設定値を問い合わせます。
:SYSTem:SCSI?
:SYSTEM:SCSI? -> :SYSTEM:SCSI:OWNID 0SCSI(オプション)搭載時に使用できます。

:SYSTem:SCSI:INITialize
機能
構文
例
解説

SCSI関連のイニシャライズを実行します。
:SYSTem:SCSI:INITialize:SYSTEM:SCSI:INITIALIZE
・「:SYSTem:SCSI:OWNid」で本体のSCSI-IDを変更した場合には，必ずこのコマンドを実行してください。
・SCSI(オプション)搭載時に使用できます。

:SYSTem:SCSI:OWNid
機能
構文

例

解説

本体のSCSI-IDを設定/問い合わせします。
:SYSTem:SCSI:OWNid {<NRf>}:SYSTem:SCSI:OWNid?
<NRf>＝0〜7:SYSTEM:SCSI:OWNID 7:SYSTEM:SCSI:OWNID? ->:SYSTEM:SCSI:OWNID 7SCSI(オプション)搭載時に使用できます。

:SYSTem:SINFormation
機能
構文
例

機器の設定情報を表示します。
:SYSTem:SINFormation:SYSTEM:SINFORMATION:SYSTem:TGATe (Trigger Gate)機能
構文例

外部トリガゲートを設定/問い合わせします。
:SYSTem:TGATe {OFF|HIGH|LOW}:SYSTem:TGATe?
:SYSTEM:TGATE OFF:SYSTEM:TGATE? -> :SYSTEM:TGATE 0:SYSTem:USBKeyboard
解説
構文
例

5-124

USBキーボードの種類を設定/問い合わせします。
:SYSTem:USBKeyboard {ENGLish|JAPANese}:SYSTem:USBKeyboard?
:SYSTEM:USBKEYBOARD JAPANESE:SYSTEM:USBKEYBOARD? ->:SYSTEM:USBKEYBOARD JAPANESE

IM 701450-17

5.30 TIMebaseグループ

15.30 TIMebaseグループ
TIMebaseグループは，タイムベースに関するグループです。フロントパネルのTIME/DIVノブと同じ設定，および
設定内容の問い合わせができます。

2;:TIMebase:

SOURce<Space>

EXTernal
INTernal

3

?
SRATe

?

TDIV

<Space>

<時間>
?

4

?

:TIMebase?
機能
構文例

タイムベースに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TIMebase?
:TIMEBASE? -> :TIMEBASE:
SOURCE INTERNAL;TDIV 500.0E-06

5
コ
マ
ン
6
ド

:TIMebase:SOURce
機能
構文
例

タイムベースを設定/問い合わせします。
:TIMebase:SOURce {EXTernal|INTernal}:TIMebase:SOURce?
:TIMEBASE:SOURCE INTERNAL:TIMEBASE:SOURCE? ->:TIMEBASE:SOURCE INTERNAL

7
付:TIMebase:SRATe? (Sample RATE)
機能
構文
例

サンプルレートを問い合わせます。
:TIMebase:SRATe?
:TIMEBASE:SRATE? ->:TIMEBASE:SRATE 1.0E+09

索:TIMebase:TDIV
機能
構文

例

T/div値を設定/問い合わせします。
:TIMebase:TDIV {<時間>}:TIMebase:TDIV?
<時間>＝1ns〜50s:TIMEBASE:TDIV 1MS:TIMEBASE:TDIV? -> :TIMEBASE:TDIV
1.000E-03

IM 701450-17

5-125

5.31 TRIGgerグループ

5.31 TRIGgerグループ
TRIGgerグループは，トリガに関するグループです。フロントパネルのTRIGGERグループ(MODE，SIMPLE，
ENHANCED，POSITION)と同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。
;;:TRIGger:

SIMPle:

COUPling<Space>ACDC?

HFRejection<Space>

OFF
<周波数>
?

<Space>

HYSTeresis

HIGH
LOW
?
*2

LEVel

<Space>SLOPe<Space>

<電圧>
?
BOTH
FALL
RISE
?

SOURce<Space><NRf>
EXTernalLINE?

<Space>

PROBe

<NRf>
?
?

;
ABN

:

COUNt

<Space>

<NRf>
?
?

;

ACTion:<NRf><Space>

ACQCount

INfinite?
BUZZer<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

HCOPy

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

IMAGe

<Space>

OFF
ON
<NRf>
?

;
MAIL

*1

:

MODE

<Space><Boolean>?

COUNt<Space>

<NRf>
?

5-126

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ

1

STARt
STOP
SAVE

<Space>

OFF
ON

2

<NRf>
?
?
ADB

:

DELay

<Space>

<時間>

3

?
?
;

ATRigger:

CHANnel<x><Space>DONTcare

4

HIGH
LOW
?
CONDition<Space>

ENTer

5

EXIT
?

コ
マ
ン
6
ド

?
;

BTRigger:

CHANnel<x><Space>DONTcare
HIGH
LOW

7

?
CONDition<Space>

ENTer
EXIT
?

付

?

DELay

<Space><時間>?

HOLDoff

TIME:<Space>

<時間>

索

?
?

;

LOGic

:

A0

<Space>

HIGH

A1

LOW

A2

DONTcare

A3

?

A4
A5
A6
A7
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

IM 701450-17

5-127

5.31 TRIGgerグループ
CLOCk

:

SLOPe

<Space>

RISE
FALL
?

BIT

<Space>

A

<X>
<X>

B
NONE
?
CONDition<Space>

ENTer
EXIT
TRUE
FALSe
?
?

MODE

<Space>AUTO
ALEVelNORMalSINGleNSINgle
?

;

OR

:

CHANnel<x><Space>

RISE
FALL
IN
OUT
OFF
?

WINDow<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?

;

PATTern:

CHANnel<x><Space>DONTcare
HIGH
LOW
?

;

CLOCk

:

SLOPe

<Space>

FALL
RISE
?

SOURce<Space>

<NRf>
NONE
?
?

CONDition<Space>

TRUE
FALSe
ENTer
EXIT
?
?

POSition<Space>SCOunt<Space>

<NRf>
?
<NRf>
?

5-128

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ

1;;

SOURce:CHANnel<x>

COUPling:<Space>

AC
DC

2

?
HFRejection<Space>

OFF
<周波数>
?

HYSTeresis<Space>

3

HIGH
LOW
?
*2

LEVel

<Space>WIDTh<Space>

<電圧>

4

?
*2
<電圧>
?
?

5

?
TYPE

<Space>

ABN
ADB

コ
マ
ン
6
ド

PATTern
WIDTh
ORTV
SIMPle
*3

7

LOGic
?

;

TV

:

FIELd

<Space><NRf>

付

DONTcare?
FRAMe<Space>

<NRf>
?

LEVel

<Space>LINE<Space>

索

<NRf>
?
<NRf>
?

POLarity<Space>POSitive
NEGative?

TYPE<Space>

NTSC
PAL
SECam
I1080-24
I1080-50
I1080-60
P1080-24
P1080-25
P1080-60
P480-60
P720-60?
?

IM 701450-17

5-129

5.31 TRIGgerグループ
;

WIDTh

:

CHANnel<x><Space>

HIGH
LOW
IN
OUT
DONTcare?

CONDition<Space>

TRUE
FALSe
?

TIME

<x>

<Space><時間>?

TLINkage<Space><Boolean>?

TYPE<Space>IN
OUT
BETWeen
TIMeout?

WINDow<Space>

OFF
ON
<NRf>
?
?
?

*1 イーサネット(オプション)搭載時に使用できます。
*2 電流プローブ設定時は，<電流>になります。
*3 ロジック入力(オプション)搭載時に使用できます。

5-130

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger?
機能
構文例

トリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger?
:TRIGGER? -> :TRIGGER:MODE AUTO;
TYPE SIMPLE;ACTION:BUZZER 0;SAVE 0;
HCOPY 0;IMAGE 0;ACQCOUNT INFINITE;:
TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1;LEVEL 0.0E+00;
SLOPE RISE;COUPLING DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL1:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL2:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL3:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL4:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL5:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL6:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL7:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL8:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:ABN:COUNT 1;:
TRIGGER:ADB:DELAY 3.000E-09;:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE 1;SLOPE RISE;:
TRIGGER:PATTERN:CHANNEL1 HIGH;
CHANNEL2 DONTCARE;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL5 DONTCARE;
CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTCARE;
CHANNEL8 DONTCARE;CONDITION TRUE;:
TRIGGER:WIDTH:TYPE IN;CHANNEL1 HIGH;
CHANNEL2 DONTCARE;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL5 DONTCARE;
CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTCARE;
CHANNEL8 DONTCARE;CONDITION TRUE;TLINKAGE 0;TIME1 1.000E-09;
TIME2 1.000E-09;WINDOW 0;:TRIGGER:OR:
WINDOW 0;CHANNEL1 RISE;CHANNEL2 OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;CHANNEL5 OFF;CHANNEL6 OFF;CHANNEL7 OFF;CHANNEL8 OFF;:TRIGGER:TV:TYPE NTSC;
POLARITY NEGATIVE;LEVEL 0.5;FIELD 1;
LINE 5;FRAME 1;:TRIGGER:ATRIGGER:
CHANNEL1 HIGH;CHANNEL2 DONTCARE;
CHANNEL3 DONTCARE;CHANNEL4 DONTCARE;
CHANNEL5 DONTCARE;CHANNEL6 DONTCARE;

IM 701450-17

CHANNEL7 DONTCARE;CHANNEL8 DONTCARE;
CONDITION ENTER;:TRIGGER:LOGIC:
CLOCK:BIT A0;SLOPE RISE;:TRIGGER:LOGIC:CONDITION TRUE;A0 HIGH;A1 DONTCARE;
A2 DONTCARE;A3 DONTCARE;A4 DONTCARE;
A5 DONTCARE;A6 DONTCARE;A7 DONTCARE;
B0 DONTCARE;B1 DONTCARE;B2 DONTCARE;
B3 DONTCARE;B4 DONTCARE;B5 DONTCARE;
B6 DONTCARE;B7 DONTCARE;:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 DONTCARE;
CHANNEL2 HIGH;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL5 DONTCARE;
CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTCARE;
CHANNEL8 DONTCARE;CONDITION ENTER;:
TRIGGER:DELAY 0.0E+00;HOLDOFF:
TIME 80.000E-09;:TRIGGER:POSITION 50.000;SCOUNT 2:TRIGger:ABN? (A -> B(n))
機能
構文例

A -> B(n)トリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:ABN?
:TRIGGER:ABN? -> :TRIGGER:ABN:COUNT 1

構文例

A -> B(n)トリガの条件Bの成立回数を設定/問い合
わせします。
:TRIGger:ABN:COUNt {<NRf>}:TRIGger:ABN:COUNt?
<NRf>＝1〜100000000:TRIGGER:ABN:COUNT 1:TRIGGER:ABN:COUNT? ->:TRIGGER:ABN:COUNT 1:TRIGger:ACTion?
機能
構文例

アクションオントリガに関するすべての設定値を問
い合わせます。
:TRIGger:ACTion?
:TRIGGER:ACTION? ->:TRIGGER:ACTION:BUZZER 0;SAVE 0;
HCOPY 0;IMAGE 0;ACQCOUNT INFINITE:TRIGger:ACTion:ACQCount
機能
構文

例

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7

:TRIGger:ABN:COUNt
機能

1

アクションオントリガのアクション回数を設定/問い
合わせします。
:TRIGger:ACTion:ACQCount{<NRf>|INFinite}:TRIGger:ACTion:ACQCount?
<NRf>＝1〜65536:TRIGGER:ACTION:ACQCOUNT 10:TRIGGER:ACTION:ACQCOUNT? ->:TRIGGER:ACTION:ACQCOUNT 10

5-131

付
索

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:ACTion:BUZZer:TRIGger:ACTion:MAIL:MODE

機能

機能

構文
例

アクション時に，警告音を鳴らす(ON)/鳴らさない(OFF)を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ACTion:BUZZer {<Boolean>}:TRIGGER:ACTION:BUZZER ON:TRIGGER:ACTION:BUZZER? ->:TRIGGER:ACTION:BUZZER 1

構文
例

解説

:TRIGger:ACTion:HCOPy
機能
構文
例

アクション時に，画面イメージデータを出力する(ON)/しない(OFF)を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ACTion:HCOPy {<Boolean>}:TRIGger:ACTion:HCOPY?
:TRIGGER:ACTION:HCOPY ON:TRIGGER:ACTION:HCOPY? ->:T™RIGGER:ACTION:HCOPY 1

アクション時にメールを送信するかしないかを設定/
問い合わせします。
:TRIGger:ACTion:MAIL:MODE {<Boolean>}:TRIGGER:ACTION:MAIL:MODE OFF:TRIGGER:ACTION:MAIL:MODE? ->TRIGGER:ACTION:MAIL:MODE 0
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

:TRIGger:ACTion:SAVE
機能
構文
例

アクション時に，波形データをメディアに保存する(ON)/しない(OFF)を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ACTion:SAVE {<Boolean>}:TRIGGER:ACTION:SAVE ON:TRIGGER:ACTION:SAVE? ->:TRIGGER:ACTION:SAVE 1:TRIGger:ACTion:IMAGe
機能
構文
例

アクション時にメディアに画面イメージデータを保存する/しないを設定/問い合わせします。
:TRIGger:ACTion:IMAGe {<Boolean>}:TRIGger:ACTion:IMAGe?
:TRIGGER:ACTION:IMAGE ON:TRIGGER:ACTION:IMAGE ->:TRIGGER:ACTION:IMAGE 1:TRIGger:ACTion:STARt
機能
構文
例
解説

アクションオントリガを開始します。
:TRIGger:ACTion:STARt:TRIGGER:ACTION:START
トリガアクションを中断するには，:TRIGger:ACTION:STOPを使います。

:TRIGger:ACTion:STOP:TRIGger:ACTion:MAIL?
機能
構文
例
解説

アクション時のメール送信に関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:ACTion:MAIL?
:TRIGGER:ACTION:MAIL:MODE? ->:TRIGGER:ACTION:MAIL:MODE 0;COUNT 100
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

機能
構文
例
解説

アクションオントリガを中止します。
:TRIGger:ACTion:STOP:TRIGGER:ACTION:STOP
トリガアクションを中止するだけで，設定のキャン
セルはしません。
:TRIGger:ACTION:STARtでトリガアクションを再開します。

:TRIGger:ADB? (A Delay B):TRIGger:ACTion:MAIL:COUNt
機能
構文

例

解説

アクション時のメール送信のメール件数の上限を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ACTion:MAIL:COUNt {<NRf>}
TRIGger:ACTion:MAIL:COUNt?
<NRf>＝1〜1000:TRIGGER:ACTION:MAIL:COUNT 100:TRIGGER:ACTION:MAIL:COUNT? ->TRIGGER:ACTION:MAIL:COUNT 100
イーサネットインタフェース(オプション)搭載時に使用できます。

機能
構文
例:TRIGger:ADB:DELay
機能
構文

例

5-132

A Delay Bトリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:ADB?
:TRIGGER:ADB? ->:TRIGGER:ADB:DELAY 0.000E+00

A Delay Bトリガの条件Bのディレイ時間を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ADB:DELay {<時間>}:TRIGger:ADB:DELay?
<時間>＝3ns〜5s:TRIGGER:ADB:DELAY 1NS:TRIGGER:ADB:DELAY? ->:TRIGGER:ADB:DELAY 1.0E-09

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:ATRigger?

:TRIGger:BTRigger:CONDition

機能
構文
例

機能
構文

条件Aに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:ATRigger?
:TRIGGER:ATRIGGER? ->:TRIGGER:ATRIGGER:CHANNEL1 HIGH;
CHANNEL2 DONTCARE;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CONDITION ENTER:TRIGger:ATRigger:CHANnel<x>
機能
構文

例

条件Aの各チャネルの状態を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ATRigger:CHANnel<x>{DONTcare|HIGH|LOW}:TRIGger:ATRigger:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)(以下は，CH1についての例です。):TRIGGER:ATRIGGER:CHANNEL1 HIGH
:TRIGGER:ATRIGGER:CHANNEL1? ->:TRIGGER:ATRIGGER:CHANNEL1 HIGH

:TRIGger:ATRigger:CONDition
機能
構文

例

解説

条件Aの成立条件を設定/問い合わせします。
:TRIGger:ATRigger:CONDition{ENTer|EXIT}:TRIGger:ATRigger:CONDition?
:TRIGGER:ATRIGGER:CONDITION ENTER:TRIGGER:ATRIGGER:CONDITION? ->:TRIGGER:ATRIGGER:CONDITION ENTER
トリガタイプが「ABN」「ADB」の場合に有効とな
ります。

例

解説

:TRIGger:DELay
機能
構文

例

解説

条件Bに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:BTRigger?
:TRIGGER:BTRIGGER? ->:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 DONTCARE;
CHANNEL2 HIGH;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CONDITION ENTER

機能
構文
例

機能
構文

例

構文

例

条件Bの各チャネルの状態を設定/問い合わせします。
:TRIGger:BTRigger:CHANnel<x>{DONTcare|HIGH|LOW}:TRIGger:BTRigger:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)(以下は，CH1についての例です。):TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 HIGH
:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1? ->:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 HIGH

ホールドオフ時間を設定/問い合わせします。
:TRIGger:HOLDoff:TIME {<時間>}:TRIGger:HOLDoff:TIME?
<時間>＝80ns〜10s:TRIGGER:HOLDOFF:TIME 80NS
:TRIGGER:HOLDOFF:TIME? ->:TRIGGER:HOLDOFF:TIME 80.0E-09:TRIGger:LOGic?
解説
構文
例

解説
IM 701450-17

ホールドオフに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:HOLDoff?
:TRIGGER:HOLDOFF? ->:TRIGGER:HOLDOFF:TIME 80.0E-09:TRIGger:HOLDoff:TIME:TRIGger:BTRigger:CHANnel<x>機能

ディレイ(トリガ点からトリガポジションまでの時間)を設定/問い合わせします。
:TRIGger:DELay {<時間>}:TRIGger:DELay?
<時間>＝0〜4s(1/サンプルレートステップ):TRIGGER:DELLAY 2US:TRIGGER:DELAY? ->:TRIGGER:DELAY 2.00E-06
タイムベースが外部クロックの時は0固定です。
本機器では，トリガディレイはトリガ点からトリガ
ポジションまでの時間で設定します。
トリガポジションは「:TRIGger:POSition」で設定/問い合わせします。

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7

:TRIGger:HOLDoff?

:TRIGger:BTRigger?
機能
構文
例

1

条件Bの成立条件を設定/問い合わせします。
:TRIGger:BTRigger:CONDition{ENTer|EXIT}:TRIGger:BTRigger:CONDition?
:TRIGGER:BTRIGGER:CONDITION ENTER:TRIGGER:BTRIGGER:CONDITION? ->:TRIGGER:BTRIGGER:CONDITION ENTER
トリガタイプが「ABN」「ADB」の場合に有効となります。

ロジックトリガのエッジに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:LOGic?
TRIGGER:LOGIC? -> :TRIGGER:LOGIC:CLOCK:BIT A0;SLOPE RISE;:TRIGGER:LOGIC:CONDITION TRUE;A0 HIGH;A1 DONTCARE;
A2 DONTCARE;A3 DONTCARE;A4 DONTCARE;
A5 DONTCARE;A6 DONTCARE;A7 DONTCARE;
B0 DONTCARE;B1 DONTCARE;B2 DONTCARE;
B3 DONTCARE;B4 DONTCARE;B5 DONTCARE;
B6 DONTCARE;B7 DONTCARE
ロジック入力(オプション)が装備されていないと，問い合わせできません。

5-133

付
索

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|
A6|A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}
解説
構文

例

解説

各ビットの状態を設定/問い合わせします。
:TRIGger:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|
A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}{DONTcare|HIGH|LOW}:TRIGger:LOGic:{A0|A1|A2|A3|A4|A5|A6|
A7|B0|B1|B2|B3|B4|B5|B6|B7}?
:TRIGGER:LOGIC:A0 HIGH
:TRIGGER:LOGIC:A0? ->:TRIGGER:LOGIC:A0 HIGH
ロジック入力(オプション)が装備されていないと，
設定/問い合わせできません。

:TRIGger:LOGic:CLOCk?
解説
構文
例
解説

ロジックトリガの時のクロックチャネルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:LOGic;CLOCk?
:TRIGGER:LOGIC:CLOCK? ->:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:BIT A0;SLOPE RISE
ロジック入力(オプション)が装備されていないと，問い合わせできません。

:TRIGger:LOGic:CONDition
解説
構文

例

解説

:TRIGger:MODE
機能
構文

例
解説

:TRIGger:LOGic:CLOCk:SLOPe
解説
構文
例

解説

ロジックトリガの時のクロックチャネルのスロープを設定/問い合わせします。
:TRIGger:LOGic;CLOCk:SLOPe {RISE|FALL}:TRIGger:LOGic;CLOCk:SLOPe?
:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:SLOPE RISE
:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:SLOPE? ->:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:SLOPE RISE
・ロジック入力(オプション)が装備されていないと，設定/問い合わせできません。
・「TRIGger:CLOCk:SOURce NONE」以外になっていないと，エラーになります。

:TRIGger:LOGic:CLOCk:BIT
解説
構文

例

解説

5-134

ロジックトリガの時のクロックビットを設定/問い合
わせします。
:TRIGger:LOGic;CLOCk:BIT{A<x>|B<x>|NONE}:TRIGger:LOGic;CLOCk:BIT?
A<x>の<x>＝0〜7
B<x>の<x>＝0〜7:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:BIT A0:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:BIT? ->:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:BIT A0
ロジック入力(オプション)が装備されていないと，
設定/問い合わせできません。

ロジックトリガの時のトリガコンディションを設定/
問い合わせします。
:TRIGger:LOGic:CONDition{ENTer|EXIT|FALSe|TRUE}:TRIGger:LOGic:PATTern:CONDition?
:TRIGGER:LOGIC:CONDITION ENTER:TRIGGER:LOGIC:CONDITION? ->:TRIGGER:LOGIC:CONDITION ENTER
・ロジック入力(オプション)が装備されていないと，設定/問い合わせできません。
・「TRIGger:LOGic:CLOCk:SOURce NONE」のときは{ENTer|EXIT}，それ以外のときは{FALSe|TRUE}から選択します。

トリガモードを設定/問い合わせします。
:TRIGger:MODE{AUTO|ALEVel|NORMal|SINGle|NSINgle}:TRIGger:MODE?
:TRIGGER:MODE AUTO
:TRIGGER:MODE? -> :TRIGGER:MODE AUTO
「NSINgle」時の，カウントは，「:TRIGger:SCOunt」で設定/問い合わせします。

:TRIGger:OR?
機能
構文
例

ORトリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:OR?
:TRIGGER:OR? -> :TRIGGER:OR:WINDOW 0;
CHANNEL1 OFF;CHANNEL2 OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF:TRIGger:OR:CHANnel<x>
機能
構文

例

解説

ORトリガの各チャネルのエッジを設定/問い合わせします。
:TRIGger:OR:CHANnel<x>{OFF|RISE|FALL|IN|OUT}:TRIGger:OR:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)(以下は，CH1についての例です。):TRIGGER:OR:CHANNEL1 RISE
:TRIGGER:OR:CHANNEL1? ->:TRIGGER:OR:CHANNEL1 RISE「:TRIGger:OR:WINDow ON」のときは{IN|OUT}，それ以外のときは{FALL|RISE}から選択します。

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:OR:WINDow:TRIGger:PATTern:CLOCk:SOURce

機能

機能

構文
例

ORトリガのウィンドウのON/OFFを設定/問い合わせします。
:TRIGger:OR:WINDow {<Boolean>}:TRIGger:OR:WINDow?
:TRIGGER:OR:WINDOW ON:TRIGGER:OR:WINDOW? ->:TRIGGER:OR:WINDOW 1

構文

例:TRIGger:PATTern?
機能
構文
例

パターントリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:PATTern?
:TRIGGER:PATTERN? ->:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE NONE;:TRIGGER:PATTERN:CHANNEL1 HIGH;
CHANNEL2 DONTCARE;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CONDITION ENTER:TRIGger:PATTern:CONDition
機能
構文

例

:TRIGger:PATTern:CHANnel<x>
機能
構文

例

パターントリガのときの各チャネルのステータスを設定/問い合わせします。
:TRIGger:PATTern:CHANnel<x>{DONTcare|HIGH|LOW}:TRIGger:PATTern:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:PATTERN:CHANNEL1 DONTCARE:TRIGGER:PATTERN:CHANNEL1? ->:TRIGGER:PATTERN:CHANNEL1 DONTCARE

解説

機能
構文

例

構文
例

パターントリガの時のクロックチャネルに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:PATTern:CLOCk?
:TRIGGER:PATTERN:CLOCK? ->:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE 1;
SLOPE RISE

機能
構文

構文
例

解説

トリガがパターントリガのときのクロックチャネルのスロープを設定/問い合わせします。
:TRIGger:PATTern:CLOCk:SLOPe{FALL|RISE}:TRIGger:PATTern:CLOCk:SLOPe?
:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SLOPE RISE
:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SLOPE? ->:TRIGGER:SIMPLE:PATTERN:CLOCK:SLOPE
RISE「:TRIGger:PATTern:CLOCk:SOURce NONE」以外になっていないと，エラーになります。

IM 701450-17

例

トリガポジションを設定/問い合わせします。
:TRIGger:POSition {<NRf>}:TRIGger:POSition?
<NRf>＝0〜100(％，0.1ステップ):TRIGGER:POSITION 50:TRIGGER:POSITION? ->:TRIGGER:POSITION 50.000

構文
例

3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

付
索

トリガモードがSingle(N)の時のトリガ成立回数を設
定/問い合わせします。
:TRIGger:SCOunt {<NRf>}:TRIGger:SCOunt?
<NRf>＝1〜4096:TRIGGER:SCOUNT 100:TRIGGER:SCOUNT? -> :TRIGGER:SCOUNT 100:TRIGger[:SIMPle]?
機能

2

7

:TRIGger:SCOunt (Single(N) Count):TRIGger:PATTern:CLOCk:SLOPe
機能

トリガがパターントリガのときのトリガコンディ
ションを設定/問い合わせします。
:TRIGger:PATTern:CONDition {ENTer|EXIT|
FALSe|TRUE}:TRIGger:PATTern:CONDition?
:TRIGGER:PATTERN:CONDITION ENTER:TRIGGER:PATTERN:CONDITION? ->:TRIGGER:PATTERN:CONDITION ENTER「:TRIGger:PATTERN:CLOCk:SOURce NONE」のときは{ENTer|EXIT}，それ以外のときは{FALSe|TRUE}から選択します。

:TRIGger:POSition:TRIGger:PATTern:CLOCk?
機能

1

トリガがパターントリガのときのクロックチャネル
を設定/問い合わせします。
:TRIGger:PATTern:CLOCk:SOURce{<NRf>|NONE}:TRIGger:PATTern:CLOCk:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE 1:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE? ->:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE 1

シンプルトリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:SIMPle?
:TRIGGER:SIMPLE? ->:TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1;LEVEL 0.0E+00;
SLOPE RISE;COUPLING DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW

5-135

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger[:SIMPle]:COUPling:TRIGger[:SIMPle]:PROBe

機能

機 能

構文
例

解説

シンプルトリガのトリガカップリングを設定/問い合
わせします。
:TRIGger[:SIMPle]:COUPling {AC|DC}:TRIGger[:SIMPle]:COUPling?
:TRIGGER:SIMPLE:COUPLING DC:TRIGGER:SIMPLE:COUPLING? ->:TRIGGER:SIMPLE:COUPLING DC
トリガソースが，「EXTernal」，「LINE」のときは，設定/問い合わせできません。

構文

例

解説

シンプルトリガのトリガソースが，「EXTernal」時の，プローブを設定/問い合わせします。
:TRIGger[:SIMPle]:PROBe {<NRf>}:TRIGger[:SIMPle]:PROBe?
<NRf>＝1，10:TRIGGER:SIMPLE:PROBE 1:TRIGGER:SIMPLE:PROBE ->:TRIGGER:SIMPLE:PROBE 1
トリガソースが，「EXTernal」でない場合は，設定/問い合わせできません。

:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection(HighFrequencyREJECTION):TRIGger[:SIMPle]:SLOPe

機能

機能

構文

例

解説

トリガ波形に対してローパスフィルタ(HFリジェクション)のON/OFFを設定/問い合わせします。
:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection {OFF|<周
波数>}<周波数>＝20MHz，15kHz:TRIGger[:SIMPle]:HFRejection?
:TRIGGER:SIMPLE:HFREJECTION 20MHZ:TRIGGER:SIMPLE:HFREJECTION? ->:TRIGGER:SIMPLE:HFREJECTION 20.0E+06
トリガソースが，「EXTernal」，「LINE」のときは，設定/問い合わせできません。

構文

例

解説

シンプルトリガの「TRIGger[:SIMPle]:
SOURce」で指定しているチャネルのトリガスロー
プを設定/問い合わせします。
:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe{BOTH|FALL|RISE}:TRIGger[:SIMPle]:SLOPe?
:TRIGGER:SIMPLE:SLOPE RISE
:TRIGGER:SIMPLE:SLOPE? ->:TRIGGER:SIMPLE:SLOPE RISE
トリガソースが，「LINE」のときは，設定/問い合
わせできません。

:TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis:TRIGger:SIMPle:SOURce

機能

機能

構文
例

解説

シンプルトリガの検索レベルのヒステリシスを設定/
問い合わせします。
:TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis {HIGH|LOW}:TRIGger[:SIMPle]:HYSTeresis?
:TRIGGER:SIMPLE:HYSTERESIS HIGH
:TRIGGER:SIMPLE:HYSTERESIS? ->:TRIGGER:SIMPLE:HYSTERESIS HIGH
トリガソースが，「EXTernal」，「LINE」のときは，設定/問い合わせできません。

構文

例

解説

:TRIGger[:SIMPle]:LEVel
機能

構文

例

解説

5-136

シンプルトリガの「TRIGger[:SIMPle]:
SOURce」で指定しているチャネルのトリガレベルを設定/問い合わせします。
:TRIGger[:SIMPle]:LEVel {<電圧>}:TRIGger[:SIMPle]:LEVel?
<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照:TRIGGER:SIMPLE:LEVEL 0V:TRIGGER:SIMPLE:LEVEL? ->:TRIGGER:SIMPLE:LEVEL 0.000E+00
・トリガソースが，「LINE」のときは，設定/問い合わせできません。
・電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合
わせとなります。

シンプルトリガのトリガソースを設定/問い合わせします。
:TRIGger:SIMPle:SOURce{<NRf>|EXTernal|LINE}:TRIGger:SIMPle:SOURce?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1:TRIGGER:SIMPLE:SOURCE? ->:TRIGGER:SIMPLE:SOURCE 1:TRIGger:SIMPleコマンドのうち，:TRIGger:SIMPle:SOURceコマンドだけは「:SIMPle」を省略できません。

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:SOURce?
機能
構文
例

Enhancedトリガのトリガソースに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:SOURce?
:TRIGGER:SOURCE? -> :TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL1:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS HIGH;CENTER 0.0E+00;WIDTH 2.000E+00;:
TRIGGER:SOURCE:CHANNEL2:LEVEL 0.0E+00;
COUPLING DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS HIGH;CENTER 0.0E+00;
WIDTH 20.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL3:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS HIGH;CENTER 0.0E+00;WIDTH 2.000E+00;:
TRIGGER:SOURCE:CHANNEL4:LEVEL 0.0E+00;
COUPLING DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS HIGH;CENTER 0.0E+00;
WIDTH 50.000E+00

解説
構文

例

構文
例

構文

例

Enhancedトリガの時の検索レベルのヒステリシス
を設定/問い合わせします。
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:HYSTeresis{HIGH|LOW}:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:HYSTeresis?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:
HYSTERESIS HIGH
:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:HYSTERESIS? ->:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:
HYSTERESIS HIGH

:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:COUPling:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:LEVel

機能

機能

構文

例

Enhancedトリガの時の各チャネルのトリガカップ
リングを設定/問い合わせします。
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:COUPling{AC|DC}:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:COUPling?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:COUPLING DC:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:COUPLING? ->:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:COUPLING DC

構文

例

解説

IM 701450-17

2
3
4
5

:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>?
Enhancedトリガの指定チャネルのトリガソースに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1? ->:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:LEVEL 0.0E+00;
COUPLING DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;CENTER 0.0E+00;
WIDTH 2.000E+00

Enhancedトリガの時のトリガ波形に対してHFリ
ジェクションを設定/問い合わせします。
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:HFRejection{OFF|<周波数>}:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:HFRejection?
<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)<周波数>＝20MHz，15KHz
TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:
HFREJECTION 15KHZ:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:
HFREJECTION? -> :TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL1:HFREJECTION 15.0E+03:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:
HYSTeresis
機能

機能

1

:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:
HFRejection(HighFrequencyREJECTION)

Enhancedトリガの時の各チャネルのトリガレベルを設定/問い合わせします。
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:LEVel {<電圧>}
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:LEVel?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)<電圧>＝本体ユーザーズマニュアル参照:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:LEVEL 0V:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:LEVEL? ->:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:LEVEL
0.000E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

5-137

コ
マ
ン
6
ド

7
付
索

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:WIDTh:TRIGger:TV:LINE

機能
構文

機能

例

解説

ウインドウトリガの幅を設定/問い合わせします。
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:WIDTh {<電圧>}
:TRIGger:SOURce:CHANnel<x>:WIDTh?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4)<電圧>＝V/divの1倍〜8倍(V/divの1/100ステップ):TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:WIDTH 5V:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:WIDTH? ->:TRIGGER:SOURCE:CHANNEL1:WIDTH 5.0E+00
電流プローブ設定時は，<電流>値の設定/問い合わ
せとなります。

構文

例

TVトリガをかけるラインを設定/問い合わせします。
:TRIGger:TV:LINE {<NRf>}:TRIGger:TV:LINE?
<NRf>＝5〜1054(NTSCの場合)
2〜1251(PAL，SECamの場合)
2〜2251(NTSC，PAL，SECam以外の場合)
8〜2251(480-60Pの場合):TRIGGER:TV:LINE 5:TRIGGER:TV:LINE? -> :TRIGGER:TV:LINE 5:TRIGger:TV:POLarity:TRIGger:TV?
機能
構文
例

解説

TVトリガに関するすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:TV?
:TRIGGER:TV? -> :TRIGGER:TV:TYPE NTSC;
POLARITY NEGATIVE;LEVEL 0.5;FIELD 1;
LINE 5;FRAME 1
TVトリガのトリガソースはCH1固定です。

機能
構文

例

TVトリガの入力の極性を設定/問い合わせします。
:TRIGger:TV:POLarity{POSitive|NEGative}:TRIGger:TV:POLarity?
:TRIGGER:TV:POLARITY POSITIVE:TRIGGER:TV:POLARITY? ->:TRIGGER:TV:POLARITY POSITIVE:TRIGger:TV:TYPE:TRIGger:TV:FIELd
機能
構文

例

TVトリガをかけるフィールドを設定/問い合わせします。
:TRIGger:TV:FIELd {DONTcare|<NRf>}:TRIGger:TV:FIELd?
<NRf>＝1，2:TRIGGER:TV:FIELD DONTCARE:TRIGGER:TV:FIELD? -> :TRIGGER:TV:
FIELD DONTCARE

機能
構文

例

解説

TVトリガの入力の種類を設定/問い合わせします。
:TRIGger:TV:TYPE {NTSC|PAL|SECam|
I1080-24|I1080-50|I1080-60|P1080-24|
P1080-25|P1080-60|P480-60|P720-60}:TRIGger:TV:TYPE?
:TRIGGER:TV:TYPE NTSC:TRIGGER:TV:TYPE? -> :TRIGGER:TV:TYPE
NTSC
TVトリガのトリガソースはCH1固定です。

:TRIGger:TV:FRAMe:TRIGger:TYPE

機能

機能
構文

構文

例

TVトリガのフレームスキップ機能を設定/問い合わせします。
:TRIGger:TV:FRAMe {<NRf>}:TRIGger:TV:FRAMe?
<NRf>＝1，2，4，8:TRIGGER:TV:FRAME 2:TRIGGER:TV:FRAME? ->:TRIGGER:TV:FRAME 2

例:TRIGger:WIDTh?
機能:TRIGger:TV:LEVel
機能
構文

例

5-138

TVトリガのトリガレベルを設定/問い合わせします。
:TRIGger:TV:LEVel {<NRf>}:TRIGger:TV:LEVel?
<NRf>＝0.1〜2div(0.1divステップ):TRIGGER:TV:LEVEL 0.1:TRIGGER:TV:LEVEL? ->:TRIGGER:TV:LEVEL 0.1

トリガの種類を設定/問い合わせします。
:TRIGger:TYPE {ABN|ADB|PATTern|WIDTh|
OR|TV|SIMPle|LOGic}:TRIGger:TYPE?
:TRIGGER:TYPE SIMPLE:TRIGGER:TYPE? -> :TRIGGER:TYPE SIMPLE

構文
例

パルス幅トリガのときのすべての設定値を問い合わせます。
:TRIGger:WIDTh?
:TRIGGER:WIDTH? -> :TRIGGER:WIDTH:
TYPE IN;CHANNEL1 HIGH;CHANNEL2 HIGH;
CHANNEL3 HIGH;CHANNEL4 HIGH;CONDITION TRUE;TLINKAGE 0;
TIME1 1.0E-09;TIME2 2.0E-09;WINDOW 0

IM 701450-17

5.31 TRIGgerグループ:TRIGger:WIDTh:CHANnel<x>:TRIGger:WIDTh:TYPE

機能

機能

構文

例

解説

パルス幅トリガのときの各チャネルのトリガ条件を設定/問い合わせします。
:TRIGger:WIDTh:CHANnel<x>{HIGH|LOW|IN|OUT|DONTcare}:TRIGger:WIDTh:CHANnel<x>?
<x>＝1〜8(DL7440では1〜4):TRIGGER:WIDTH:CHANNEL1 IN:TRIGGER:WIDTH:CHANNEL1? ->:TRIGGER:WIDTH:CHANNEL1 IN「:TRIGger:WIDTh:WINDow ON」のときは{IN|OUT}，それ以外のときは{HIGH|LOW}から選
択します。

構文

例

機能
構文

構文
例

パルス幅トリガのときのトリガコンディションを設定/問い合わせします。
:TRIGger:WIDTh:CONDition {TRUE|FALSe}:TRIGger:WIDTh:CONDition?
:TRIGGER:WIDTH:CONDITION TRUE
:TRIGGER:WIDTH:CONDITION? ->:TRIGGER:WIDTH:CONDITION TRUE

例

パルス幅トリガのときのウインドウのON/OFFを設定/問い合わせします。
:TRIGger:WIDTh:WINDow {<Boolean>}:TRIGger:WIDTh:WINDow?
:TRIGGER:WIDTH:WINDOW ON:TRIGGER:WIDTH:WINDOW? ->:TRIGGER:WIDTH:WINDOW 1:TRIGger:WIDTh:TIME<x>
機能
構文

例

構文
例

4
5
コ
マ
ン
6
ド

付
索

パルス幅トリガのときのパルス幅のリンクのON/OFFを設定/問い合わせします。
:TRIGger:WIDTh:TLINkage {<Boolean>}:TRIGger:WIDTh:TLINkage?
:TRIGGER:WIDTH:TLINKAGE ON:TRIGGER:WIDTH:TLINKAGE? -> :TRIGGER:WIDTH:TLINKAGE 1CONDITION ENTER;:
TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 DONTCARE;
CHANNEL2 HIGH;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CONDITION ENTER

IM 701450-1737

パルス幅トリガのときのパルス幅を設定/問い合わせします。
:TRIGger:WIDTh:TIME<x> <時間>
:TRIGger:WIDTh:TIME<x>?
<x>＝1，2<時間>＝1ns〜1s
詳細は本体ユーザーズマニュアル参照:TRIGGER:WIDTH:TIME1 10NS
:TRIGGER:WIDTH:TIME1? ->:TRIGGER:WIDTH:TIME1 10.0E-09:TRIGger:WIDTh:TLINkage
機能2:TRIGger:WIDTh:WINDow:TRIGger:WIDTh:CONDition機能

1

パルス幅トリガのときの判定タイプを設定/問い合わせします。
:TRIGger:WIDTh:TYPE{IN|OUT|BETWeen|TIMeout}:TRIGger:WIDTh:TYPE?
:TRIGGER:WIDTH:TYPE BETWEEN:TRIGGER:WIDTH:TYPE? ->:TRIGGER:WIDTH:TYPE BETWEEN

5-139

5.32 WAVeformグループ

5.32 WAVeformグループ
WAVeformグループは，取り込んだ波形データに関するグループです。このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。
;:WAVeform:

BITS
BYTeorder?
<Space>LSBFirst
MSBFirst?

END<Space><NRf>?

DATaselect<Space>

ACQData
PPData?

FORMat<Space>

ASCii
BYTE
WORD
?

LENGth?

OFFSet

?

RANGe

?

RECord<Space>MINimum<NRf>?

RECord?

MINimum

SEND?

<Space>

SIGN

?

SRATe

?

STARt

<Space>TRACe<Space>

<NRf>

<NRf>
?
<NRf>

MATH

<x>

PODA
PODB
?
TRIGger

?

TYPE

?

?

:WAVeform?

:WAVeform:BITS?

機能
構文
例

機能

5-140

波形データのすべての情報を問い合わせます。
:WAVeform?
:WAVEFORM? -> :WAVEFORM:TRACE 1;
RECORD 0;START 0;END 0;DATASELECT ACQDATA;FORMAT WORD;BYTEORDER LSBFIRST

構文
例「WAVeform:TRACe」で指定した波形データのビッ
ト長を問い合わせます。
:WAVeform:BITS?
:WAVEFORM:BITS? -> :WAVEFORM:BITS 16

IM 701450-17

5.32 WAVeformグループ:WAVeform:BYTeorder:WAVeform:OFFSet?

機能

機能

構文
例

2バイト以上のワードフォーマットのときの送信順
序を設定/問い合わせします。
:WAVeform:BYTeorder {LSBFirst|MSBFirst}:WAVeform:BYTeorder?
:WAVEFORM:BYTEORDER LSBFIRST:WAVEFORM:BYTEORDER? ->:WAVEFORM:BYTEORDER LSBFIRST

構文
例
解説

:WAVeform:DATaselect
機能

構文
例

「WAVeform:TRACe」で指定した波形の問い合わせをACQデータでするか，P-Pデータでするを設定/問い合わせします。
:WAVeform:DATaselect {ACQData|PPData}:WAVeform:DATaselect?
:WAVEFORM:DATASELECT ACQDATA:WAVEFORM:DATASELECT? ->:WAVEFORM:DATASELECT ACQDATA

機能
構文
例
解説

構文

例
解説

「WAVeform:TRACe」で指定した波形の，どの点を最後のデータとするかを設定/問い合わせします。
:WAVeform:END {<NRf>}:WAVeform:END?
<NRf>＝0〜32063999(4MWモデルでは，0〜8015999):WAVEFORM:END 1001
:WAVEFORM:END? -> :WAVEFORM:END 1001
全データ点数は「:WAVeform:LENGth?」で問い合
わせできます。

構文例

解説

送信するデータのフォーマットを設定/問い合わせします。
:WAVeform:FORMat {ASCii|BYTE|WORD}:WAVeform:FORMat?
:WAVEFORM:FORMAT ASCII:WAVEFORM:FORMAT? ->:WAVEFORM:FORMAT ASCII
このフォーマットの設定による違いは，「WAVeform:SEND?」の解説を参照してください。

「:WAVeform:TRACe」で指定した波形データを物理値に換算するときのレンジ値を問い合わせます。
:WAVeform:RANGe?
:WAVeform:RANGe? -> 5.000E+00
このレンジ値は，「WAVeform:SEND?」で出力される<ブロックデータ>を物理値に換算するときに使用
します。

機能
構文

例
解説

WAVeformグループで対象となるレコード番号を設定/問い合わせします。
:WAVeform:RECord {MINimum|<NRf>}:WAVeform:RECord?
<NRf>＝0〜−4095:WAVEFORM:RECORD 0:WAVEFORM:RECORD? -> :WAVEFORM:RECORD 0「MINimum」を指定すると，最小のレコード番号になります。設定できるレコード番号は，モデルやア
クイジションの設定によって異なります。詳しくは本体ユーザーズマニュアルをご覧ください。

:WAVeform:RECord? MINimum
機能
構文
例

対象チャネルのヒストリの最小レコード番号を問い
合わせします。
:WAVeform:RECord? MINimum:WAVEFORM:RECORD? MINimum ->:WAVEFORM:RECORD -1023:WAVeform:LENGth?
機能
構文
例「WAVeform:TRACe」で指定した波形の全データ点
数を問い合わせます。
:WAVeform:LENGth?
:WAVEFORM:LENGTH? ->:WAVEFORM:LENGTH 1002

IM 701450-17

3

5
コ
マ
ン
6
ド

:WAVeform:RECord:WAVeform:FORMat
機能

2

4

:WAVeform:RANGe?

:WAVeform:END
機能

1「WAVeform:TRACe」で指定した波形データを物理値に変換するときのオフセット値を問い合わせます。
:WAVeform:OFFSet?
:WAVEFORM:OFFSET? -> 0.000E+00
・このオフセット値は，「WAVeform:SEND?」で出力される＜ブロックデータ＞を物理値に換算する
ときに使用します。
・「SYSTem:OCANcel」が「ON」のときは0が返
されます。

5-141

7
付
索

5.32 WAVeformグループ:WAVeform:SEND?

:WAVeform:SRATe? (Sample RATE)

機能

機能

構文

例

解説

「WAVeform:TRACe」で指定した波形データを問い合わせます。
:WAVeform:SEND? [{<NRf>}]<NRf>＝1〜4096
レコード長の設定により異なります。
:WAVEFORM:SEND? -> #8(8桁のバイト数)(データ
列)
または，<NRf>,<NRf>,...
・「WAVeform:FORMat」の設定によって，「WAVeform:SEND?」の出力形式が変わります。
(1)「ASCii」にしたとき
・「WAVeform:TRACe」が，1〜8の時で，リニアスケールがOFFの場合は，<電圧>，<電圧>，...<電圧>の形式で返されます。
・「WAVeform:TRACe」がロジック入力の場
合は，<NR1>，<NR1>，…，<NR1>の形式で返されます。
<NR1>は，8ビットのビットパターン(ビット7〜0)を10進数にしたものです。
・その他は，<NRf>，<NRf>，…，<NRf>の形式で返されます。
(2)「BYTE」，「WORD」にしたとき<ブロックデータ>の形式で返されます。
・「WAVeform:TRACe」が，ロジック入力以外の場合は，次の式で，換算できます。
電圧(演算値)＝(レンジ×データ÷Division*)＋オフセット* 「BYTE」： Division＝12「WORD」： Division＝3072「WAVeform:TRACe」でMATH1，MATH2を指定した場合に演算がOFFだと，問い合わ
せできません。
・「WAVeform:TRACe」がロジック入力の場
合は，「WORD」のときは，MSB側の１バ
イトに8ビットのビットパターン(ビット7〜0)が入っています。
「BYTE」のときは，１バイト中に8ビットのビットパターン(ビット7〜0)が入っています。
・<NRf>は省略可能です。<NRf>を付けると，「WAVeform:RECord」で設定したレコード番号−<NRf>から<NRf>回，波形データを順に問い合
わせます。

構文
例

「WAVeform:RECord」で指定したレコードのサン
プルレートを問い合わせます。
:WAVeform:SRATe?
:WAVEFORM:SRATE? ->:WAVEFORM:SRATE 1.0E+09:WAVeform:STARt
機能
構文

例

「WAVeform:TRACe」で指定した波形の，どの点を最初のデータとするかを設定/問い合わせします。
:WAVeform:STARt {<NRf>}:WAVeform:STARt?
<NRf>＝0〜32063999(4MWモデルでは0〜8015999):WAVEFORM:START 0:WAVEFORM:START? -> :WAVEFORM:START 0:WAVeform:TRACe
機能
構文

例
解説

WAVeformグループで対象となる波形を設定/問い合
わせします。
:WAVeform:TRACe{<NRf>|MATH<x>|PODA|PODB}:WAVeform:TRACe?
<NRf>＝1〜8(DL7440では1〜4)<x>=1，2:WAVEFORM:TRACE 1:WAVEFORM:TRACE? -> :WAVEFORM:TRACE 1
PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応
していないと，エラーになります。

:WAVeform:TRIGger?
機能
構文
例
解説

「WAVeform:RECord」で指定したレコードのトリ
ガポジションを問い合わせます。
:WAVeform:TRIGger?
:WAVEFORM:TRIGGER? ->:WAVEFORM:TRIGGER 2000
レコード長の先頭からトリガポジションまでの点数を問い合わせます。

:WAVeform:TYPE?
機能
構文
例「WAVeform:TRACe」で指定した波形のアクイジ
ションモードを問い合わせます。
:WAVeform:TYPE?
:WAVEFORM:TYPE? -> :WAVEFORM:TYPE
NORMAL:WAVeform:SIGN?
機能

構文
例

5-142

「WAVeform:TRACe」で指定した対象波形をバイナ
リデータで問い合わせる場合の，符号の有無を問い合わせます。
:WAVeform:SIGN?
:WAVEFORM:SIGN? -> :WAVEFORM:SIGN 1

IM 701450-17

5.33 XYグループ

1

5.33 XYグループ
XYグループは，XY表示に関するグループです。フロントパネルのSHIFT＋DISPLAYと同じ設定，および設定内容の問い合わせができます。

2

;

:XY

<x>

:

DISPlay<Space>

OFF
ON
<NRf>

3

?
MODE

<Space>

TY
XY

4

TY_XY
?

TLINkage<Space>

OFF

5

ON
<NRf>

コ
マ
ン
6
ド

?
TRANge<Space>XAXis<Space>

<NRf>

,

<NRf>

?
SINGleDUAL

7?
XTRace<Space>

<NRf>

MATH

<x>

付

?
YTRace<Space>

<NRf>

MATH

<x>

索

?
?

:XY<x>?

:XY<x>:MODE

機能

機能
構文

構文
例

X-Y表示に関するすべての設定値を問い合わせます。
:XY<x>?
<x>＝1，2:XY1? -> :XY1:MODE XY;XAXIS SINGLE;DISPLAY 1;TLINKAGE 0;TRANGE -5.00,5.00;
XTRACE 1;YTRACE 2

例
解説

表示モードを設定/問い合わせします。
:XY<x>:MODE {T-Y|TY_XY|XY}:XY<x>:MODE?
<x>＝1，2:XY1:MODE XY:XY1:MODE? -> :XY1:MODE XY<x>は，1，2でも同じ設定/問い合わせになります。

:XY<x>:DISPlay:XY<x>:TLINkage

機能

機能

構文

例

X-Y表示を画面に表示する(ON)/しない(OFF)を設
定/問い合わせします。
:XY<x>:DISPlay {<Boolean>}:XY<x>:DISPlay?
<x>＝1，2:XY1:DISPlay ON:XY1:DISPlay? -> :XY1:DISPlay 1

IM 701450-17

構文例

判定区間カーソルのリンク移動のON/OFFを設定/問い合わせします。
:XY<x>:TLINkage {<Boolean>}:XY<x>:TLINkage?
<x>＝1，2:XY1:TLINKAGE ON:XY1:TLINKAGE -> :XY1:TLINKAGE 1

5-143

5.33 XYグループ:XY<x>:TRANge (Time Range)
機能
構文

例

X-Y表示するT-Y波形の範囲を設定/問い合わせします。
:XY<x>:TRANge {<NRf>,<NRf>}:XY<x>:TRANge?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):XY1:TRANGE -4,4
:XY1:TRANGE? -> :XY1:TRANGE -4.00,4.00:XY<x>:XAXis
機能
構文

例
解説

X-Y表示のX軸モード(Single/Dual)を設定/問い合わせします。
:XY<x>:XAXis {SINGle|DUAL}:XY<x>:XAXis?
<x>＝1，2:XY1:XAXIS SINGLE:XY1:XAXIS? -> :XY1:XAXIS SINGLE<x>は1，2でも同じ設定/問い合わせになります。

:XY<x>:XTRace
機能
構文

例
解説

X-Y表示のX軸に割り当てるチャネルを設定/問い合
わせします。
:XY<x>:XTRace {<NRf>|MATH<x>}:XY<x>:XTRace?
XY<x>の<x>＝1，2
MATH<x>の<x>＝1，2<NRf>＝1〜4:XY1:XTRACE 1:XY1:XTRACE? -> :XY1:XTRACE 1
・「:XY<x>:XAXis」がSINGleのとき<NRf>＝1〜4
MATH<x>の<x>＝1，2
・「:XY<x>:XAXis」がDUALのとき
XY1のとき：<NRf>＝1，2
MATH<x>の<x>＝1
XY2のとき：<NRf>＝3，4
MATH<x>の<x>＝2:XY<x>:YTRace
機能
構文

例

5-144

X-Y表示のY軸に割り当てるチャネルを設定/問い合
わせします。
:XY<x>:YTRace {<NRf>|MATH<x>}:XY<x>:YTRace?
XY<x>の<x>＝1，2
XY<x>の<x>が1のとき：<NRf>＝1，2
MATH<x>の<x>＝1
XY<x>の<x>が2のとき：<NRf>＝3，4
MATH<x>の<x>＝2:XY1:YTRACE 1:XY1:YTRACE? -> :XY1:YTRACE 1

IM 701450-17

5.34

ZOOMグループ1

5.34 ZOOMグループ
ZOOMグループは，ZOOM表示に関するグループです。フロントパネルのZOOMキーと同じ設定および設定内容の問い合わせができます。

2

;

:ZOOM

:

ALLOcation:

ALL<Space>

OFF
ON
<NRf>

CHANnel<x>

3<Space>

OFF
ON
<NRf>

4

?
MATH

<x>

<Space>

OFF
ON
<NRf>

5

?
<Space>

PODA

OFF

コ
マ
ン
6
ド

ON
<NRf>
?
PODB

<Space>

OFF
ON
<NRf>

7

?
?
FITMeasure<Space>Z1

FORMat<Space>

MAIN

Z2

付

SINGle
DUAL
TRIad

索

QUAD
HEXa
*1
OCTA
?
MLINkage<Space>

ON
OFF
?

MAG

<x>

<Space>

<NRf>
?

MODE

<Space>MAIN
MAIN_Z1
MAIN_Z2
MAIN_Z1_Z2
Z1_Z2
Z1
Z2
?

PLINkage<Space>ON
OFF?

POSition<x><Space><NRf>?
?

*1 DL7480で使用できます。
IM 701450-17

5-145

5.34

ZOOMグループ:ZOOM?

:ZOOM:FORMat

機能

機能

構文
例

波形のズームに関するすべての設定値を問い合わせます。
:ZOOM?
:ZOOM? -> :ZOOM:MODE MAIN;FORMAT MAIN;
ALLOCATION:CHANNEL1 1;CHANNEL2 1;
CHANNEL3 1;CHANNEL4 1;CHANNEL5 1;
CHANNEL6 1;CHANNEL7 1;CHANNEL8 1;
MATH1 0;MATH2 0;PODA 0;PODB 0;:ZOOM:MLINKAGE 1;MAG1 2.0;MAG2 2.0;
PLINKAGE 0;POSITION1 0.0000000;
POSITION2 0.0000000

構文例:ZOOM:MLINkage (Mag Linkage)
機能:ZOOM:ALLOcation?
機能
構文例

ズーム対象波形に関するすべての設定値を問い合わせます。
:ZOOM:ALLOcation?
:ZOOM:ALLOCATION? -> :ZOOM:ALLOCATION:
CHANNEL1 1;CHANNEL2 0;CHANNEL3 0;
CHANNEL4 0;MATH1 0;MATH2 0;PODA 0;
PODB 0:ZOOM:ALLOcation:ALL
機能
構文例

ズーム波形表示フォーマットを設定/問い合わせします。
:ZOOM:FORMat{MAIN|SINGle|DUAL|TRIad|QUAD|HEXa|OCTA}(DL7440は{MAIN|SINGle|DUAL|TRIad|QUAD|
HEXa}):ZOOM:FORMat?
:ZOOM:FORMAT SINGLE:ZOOM:FORMAT? -> :ZOOM:FORMAT SINGLE

構文
例

ズームの倍率のリンクのON/OFFを設定/問い合わせします。
:ZOOM:MLINkage {<Boolean>}:ZOOM:MLINkage?
:ZOOM:MLINKAGE ON:ZOOM:MLINKAGE? -> :ZOOM:MLINKAGE 1:ZOOM:MAG<x>機能
構文

全波形をズーム対象にします。
:ZOOM:ALLOcation:ALL {<Boolean>}:ZOOM:ALLOCATION:ALL ON

対象ズーム波形のズーム率を設定/問い合わせします。
:ZOOM:MAG<x> {<NRf>}:ZOOM:MAG<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝最大40点までの倍率，本体ユーザーズマ
ニュアル参照:ZOOM:MAG1 2.5:ZOOM:MAG1? -> :ZOOM:MAG1 2.5:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>|
PODA|PODB}

例

機能
構文

:ZOOM:MODE

例

解説

ズーム対象波形を設定/問い合わせします。
:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>|
PODA|PODB} {<Boolean>}:ZOOM:ALLOcation:{CHANnel<x>|MATH<x>|
PODA|PODB}?
CHANnel<x>の<x>＝1〜8(DL7440は1〜4)
MATH<x>の<x>＝1，2:ZOOM:ALLOCATION:CHANNEL1 ON:ZOOM:ALLOCATION:CHANNEL1? ->:ZOOM:ALLOCATION:CHANNEL1 1
PODA，PODBは，ロジック入力(オプション)に対応
していないと，エラーになります。

:ZOOM:FITMeasure
機能
構文
例

波形パラメータの自動測定範囲をズームボックスの両端に移動します。
:ZOOM:FITMeasure {Z1|Z2}:ZOOM:FITMeasure?
:ZOOM:FITMEAURE Z1:ZOOM:FITMEAURE? -> :ZOOM:FITMEAURE Z1

機能
構文

例

:ZOOM:PLINkage (Position Linkage)機能
構文例

ズームボックス移動時のリンクのON/OFFを設定/問い合わせします。
:ZOOM:PLINkage {<Boolean>}:ZOOM:PLINkage?
:ZOOM:PLINKAGE ON:ZOOM:PLINKAGE? -> :ZOOM:PLINKAGE 1:ZOOM:POSition<x>
機能
構文

例

5-146

ズーム波形の表示方法を設定/問い合わせします。
:ZOOM:MODE {MAIN|MAIN_Z1|MAIN_Z2|
MAIN_Z1_Z2|Z1_Z2|Z1|Z2}:ZOOM:MODE?
:ZOOM:MODE MAIN_Z1_Z2:ZOOM:MODE? -> :ZOOM:MODE MAIN_Z1_Z2

対象ズームボックスの位置を設定/問い合わせします。
:ZOOM:POSition<x> {<NRf>}:ZOOM:POSition<x>?
<x>＝1，2<NRf>＝−5〜5div(10div/表示レコード長ステップ):ZOOM:POSITION1 2:ZOOM:POSITION1? ->:ZOOM:POSITION1 2.00E+00
IM 701450-17

5.35 共通コマンドグループ

1

5.35 共通コマンドグループ
共通コマンドグループは，IEEE 488.2-1987で規定されている，機器固有の機能に依存しないコマンドのグループです。このグループに相当するフロントパネルのキーはありません。
;

2
?

*CAL
*CLS
*ESE

<Space>

<NRf>

3

?
*ESR

?

*IDN

?

4

*LRN
*OPC
*OPC

?

*OPT

?

*PSC

<Space>

5
<NRf>

コ
マ
ン
6
ド

?
*RST
*SRE

<Space>

<NRf>
?

*STB

?

*TST

?

7

*WAI

*CAL? (CALibrate)
機能
構文
例
解説

キャリブレーションを実行し，結果を問い合わせます。
*CAL?
*CAL? -> 0
キャリブレーションが正常に終了したときは「0」，異常があるときは「1」が返されます。

*CLS (CLear Status)
機能
構文
例
解説

標準イベントレジスタ，拡張イベントレジスタ，エラーキューをクリアします。
*CLS
*CLS
・*CLSコマンドがプログラムメッセージターミ
ネータのすぐ後ろにあるときは，出力キューもク
リアされます。
・各レジスタ，キューについては，第6章を参照してください。

IM 701450-17*ESE (standard Event Status Enableregister)
機能
構文

例
解説

標準イベントイネーブルレジスタの値を設定/問い合
わせします。
*ESE {<NRf>}*ESE?
<NRf>＝0〜255*ESE 251*ESE? -> 251
・各ビットの10進数の和で設定します。
・たとえば，「*ESE 251」とすると，標準イベン
トイネーブルレジスタを「11111011」にセットします。つまり，標準イベントレジスタのビット2を無効にし，「問い合わせエラー」が起こってもステータスバイトレジスタのビット5(ESB)を「1」にしません。
・初期値は「*ESE 0」(全ビット無効)です。
・*ESE?で問い合わせても，標準イベントイネーブ
ルレジスタの内容はクリアされません。
・標準イベントイネーブルレジスタについては，63ページを参照してください。

5-147

付
索

5.35 共通コマンドグループ*ESR? (standard Event Status
Register)
機能
構文
例
解説

標準イベントレジスタの値を問い合わせ，同時にクリアします。
*ESR?
*ESR? -> 32
・各ビットの10進数の和が返されます。
・SRQが発生しているときに，どんな種類のイベントが起こったかを調べることができます。
・たとえば，「32」が返されると，標準イベントレジスタが「00100000」にセットされていることを示します。つまり，「コマンド文法エラー」が起こったためにSRQが発生したことがわかります。
・*ESR?で問い合わせると，標準イベントレジスタの内容がクリアされます。
・標準イベントレジスタについては，6-3ページを参照してください。

*IDN? (IDeNtify)
解説
構文
例
解説

機種を問い合わせます。
*IDN?
*IDN? -> YOKOGAWA,701470,0,F1.10<製造者>，<機種>，<シリアルNo.>，<ファーム
ウェアのバージョン>の形式で返されます。<シリアルNo. >は実際には返していません(常に0)。<機種>
は，DL7440で4Mモデルのとき701450，16Mモデルのとき701460，DL7480では4Mモデルのとき701470，16Mモデルのとき701480が返されます。

*LRN? (LeaRN)
機能

構文
例

5-148

以下のグループの現在の設定を一度に問い合わせます。
ACQuire，CHANnel<x>，TIMebase，TRIGger*LRN?
*LRN? -> :ACQUIRE:RLENGTH 10000;
MODE NORMAL;AVERAGE:COUNT INFINITY;
EWEIGHT 16;:ACQUIRE:COUNT INFINITY;
INTERLEAVE 0;REPETITIVE 0;
CLOCK INTERNAL;:CHANNEL1:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL1:
LABEL "CH1";:CHANNEL2:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL2:LABEL "CH2";:CHANNEL3:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:

MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL3:LABEL "CH3";:CHANNEL4:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL4:LABEL "CH4";:CHANNEL5:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL5:LABEL "CH5";:CHANNEL6:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL6:LABEL "CH6";:CHANNEL7:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL7:LABEL "CH7";:CHANNEL8:DISPLAY 1;
VDIV 50.000E+00;POSITION 0.00;
COUPLING DC;PROBE 10;OFFSET 0.0E+00;
BWIDTH FULL;VARIABLE 50.000E+00;LSCALE:
MODE 0;AVALUE 1.00000E+00;
BVALUE 0.00000E+00;UNIT "";:CHANNEL8:LABEL "CH8";:LOGIC:MODE 0;FORMAT BOTH;
PODA:BIT0:DISPLAY 1;LABEL "A-0";:LOGIC:
PODA:BIT1:DISPLAY 1;LABEL "A-1";:LOGIC:
PODA:BIT2:DISPLAY 1;LABEL "A-2";:LOGIC:
PODA:BIT3:DISPLAY 1;LABEL "A-3";:LOGIC:
PODA:BIT4:DISPLAY 1;LABEL "A-4";:LOGIC:
PODA:BIT5:DISPLAY 1;LABEL "A-5";:LOGIC:
PODA:BIT6:DISPLAY 1;LABEL "A-6";:LOGIC:
PODA:BIT7:DISPLAY 1;LABEL "A-7";:LOGIC:
PODA:THRESHOLD:TYPE CMOS5;USERLEVEL 2.5E+00;:LOGIC:PODB:BIT0:DISPLAY 1;LABEL "B-0";:LOGIC:PODB:BIT1:DISPLAY 1;LABEL "B-1";:LOGIC:PODB:BIT2:DISPLAY 1;LABEL "B-2";:LOGIC:PODB:BIT3:DISPLAY 1;LABEL "B-3";:LOGIC:PODB:BIT4:DISPLAY 1;LABEL "B-4";:LOGIC:PODB:BIT5:DISPLAY 1;LABEL "B-5";:LOGIC:PODB:BIT6:DISPLAY 1;LABEL "B-6";:LOGIC:PODB:BIT7:DISPLAY 1;LABEL "B-7";:LOGIC:PODB:THRESHOLD:TYPE CMOS5;USERLEVEL 2.5E+00;:TIMEBASE:
SOURCE INTERNAL;TDIV 1.000E-03;:
TRIGGER:MODE AUTO;TYPE SIMPLE;ACTION:BUZZER 0;SAVE 0;HCOPY 0;IMAGE 0;
ACQCOUNT INFINITE;:TRIGGER:SIMPLE:
IM 701450-17

5.35 共通コマンドグループ
SOURCE 1;LEVEL 0.0E+00;SLOPE RISE;
COUPLING DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL1:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL2:LEVEL 0.0E+00;COUPLING
DC;HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL3:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL4:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL5:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL6:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL7:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:SOURCE:
CHANNEL8:LEVEL 0.0E+00;COUPLING DC;
HFREJECTION OFF;HYSTERESIS LOW;WIDTH 50.000E+00;:TRIGGER:ABN:COUNT 1;:
TRIGGER:ADB:DELAY 3.000E-09;:TRIGGER:PATTERN:CLOCK:SOURCE 1;SLOPE RISE;:
TRIGGER:PATTERN:CHANNEL1 HIGH;
CHANNEL2 DONTCARE;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL5 DONTCARE;
CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTCARE;
CHANNEL8 DONTCARE;CONDITION TRUE;:
TRIGGER:WIDTH:TYPE IN;CHANNEL1 HIGH;
CHANNEL2 DONTCARE;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL5 DONTCARE;
CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTCARE;
CHANNEL8 DONTCARE;CONDITION TRUE;TLINKAGE 0;TIME1 1.000E-09;
TIME2 1.000E-09;WINDOW 0;:TRIGGER:OR:
WINDOW 0;CHANNEL1 RISE;CHANNEL2 OFF;CHANNEL3 OFF;CHANNEL4 OFF;CHANNEL5 OFF;CHANNEL6 OFF;CHANNEL7 OFF;CHANNEL8 OFF;:TRIGGER:TV:TYPE NTSC;
POLARITY NEGATIVE;LEVEL 0.5;FIELD 1;
LINE 5;FRAME 1;:TRIGGER:ATRIGGER:
CHANNEL1 HIGH;CHANNEL2 DONTCARE;
CHANNEL3 DONTCARE;CHANNEL4 DONTCARE;
CHANNEL5 DONTCARE;CHANNEL6 DONTCARE;
CHANNEL7 DONTCARE;CHANNEL8 DONTCARE;
CONDITION ENTER;:TRIGGER:LOGIC:CLOCK:BIT A0;SLOPE RISE;:TRIGGER:LOGIC:CONDITION TRUE;A0 HIGH;A1 DONTCARE;
A2 DONTCARE;A3 DONTCARE;A4 DONTCARE;
A5 DONTCARE;A6 DONTCARE;A7 DONTCARE;
B0 DONTCARE;B1 DONTCARE;B2 DONTCARE;
IM 701450-17

B3 DONTCARE;B4 DONTCARE;B5 DONTCARE;
B6 DONTCARE;B7 DONTCARE;:TRIGGER:BTRIGGER:CHANNEL1 DONTCARE;
CHANNEL2 HIGH;CHANNEL3 DONTCARE;
CHANNEL4 DONTCARE;CHANNEL5 DONTCARE;
CHANNEL6 DONTCARE;CHANNEL7 DONTCARE;
CHANNEL8 DONTCARE;CONDITION ENTER;:
TRIGGER:DELAY 0.0E+00;HOLDOFF:
TIME 80.000E-09;:TRIGGER:POSITION 50.000;SCOUNT 2*OPC (OPeration Complete)
機能

構文
例
解説

指定したオーバラップコマンドが終了したときに，
標準イベントレジスタのビット0(OPCビット)を1にセットします。
*OPC*OPC
・*OPCを使った同期のとり方については，4-7ペー
ジを参照してください。
・オーバラップコマンドの指定は，「:COMMunicate:OPSE」で行います。
・メッセージの最後でない*OPCの動作は保証され
ません。

構文
例
解説

*OPC?を送信すると，指定したオーバラップコマン
ドが終了していれば，ASCIIコードの「1」を返します。
*OPC?
*OPC? -> 1
・*OPC?を使った同期のとり方については，4-8
ページを参照してください。
・オーバラップコマンドの指定は「:COMMunicate:OPSE」で行います。
・メッセージの最後でない*OPC?の動作は保証されません。

*OPT? (OPTion)
解説
構文
例
解説

2
3
4
5
コ
マ
ン
6
ド

7

*OPC? (OPeration Complete)機能

1

装備しているオプションを問い合わせます。
*OPT?
*OPT? -> CH4MW,FLOPPY,PRINTER,LOGIC,SCSI,ETHER,USERDEFINE
・<メモリモデル>，<フロッピーディスクまたはZip
ドライブ>，<プリンタ>，<ロジック>,<SCSI>,<イーサネット>,<ユーザー定義演算>の有無が返されます。
・「*OPT?」はプログラムメッセージの最後のクエ
リ(問い合わせ)でなければなりません。後ろにほかのクエリがあるときは，エラーになります。

5-149

付
索

5.35 共通コマンドグループ*PSC (Power-on Status Clear)*STB? (STatus Byte)

機能

機能
構文
例
解説

構文

例
解説

電源ON時に以下のレジスタをクリアするかしないかを設定/問い合わせします。整数に丸めた値が「0以外」のときにクリアされます。
・標準イベントイネーブルレジスタ
・拡張イベントイネーブルレジスタ
・遷移フィルタ*PSC {<NRf>}*PSC?
<NRf>＝0(クリアしない)，0以外(クリアする)*PSC 1*PSC? -> 1
各レジスタについては第6章を参照してください。

*RST (ReSeT)
機能
構文
例
解説

設定の初期化(イニシャライズ)をします。
*RST
*RST
以前に送った*OPCおよび*OPC?も取り消します。

*SRE (Service Request Enableregister)
機能
構文

例
解説

5-150

サービスリクエストイネーブルレジスタの値を設定/
問い合わせします。
*SRE <NRf>*SRE?
<NRf>＝0〜255*SRE 239*SRE? -> 239
・各ビットの10進数の和で設定します。
・たとえば，「*SRE 239」とすると，サービスリ
クエストイネーブルレジスタを「11101111」にセットします。つまり，サービスリクエストイ
ネーブルレジスタのビット4を無効にし，「出力キューが空でない」ときでもステータスバイトレ
ジスタのビット4(MAV)を「1」にしません。
・ただし，ステータスバイトレジスタのビット6(MSS)はMSSビット自身なので，無視されます。
・初期値は「*SRE 0」(全ビット無効)です。
・*SRE?で問い合わせても，サービスリクエストイ
ネーブルレジスタの内容はクリアされません。
・サービスリクエストイネーブルレジスタについて
は，6-1ページを参照してください。

ステータスバイトレジスタの値を問い合わせます。
*STB?
*STB? -> 4
・各ビットの和が10進数で返されます。
・シリアルポールを実行せずにレジスタを読むので，ビット6はRQSではなくMSSビットになります。
・たとえば，「4」が返されると，ステータスバイ
トレジスタが「00000100」にセットされていることを示します。つまり，「エラーキューが空でない」(エラーが発生した)ことがわかります。
・*STB?で問い合わせても，ステータスバイトレジ
スタの内容はクリアされません。
・ステータスバイトレジスタについては，6-2ページを参照してください。

*TST?
機能
構文
例
解説

セルフテストを実行し，結果を問い合わせます。セルフテストの内容は，内部の各メモリテストです。
*TST?
*TST? -> 0
セルフテストの結果が正常なときは「0」，異常があるときは「1」が返されます。

*WAI (WAIt)
機能
構文
例
解説

指定したオーバラップコマンドが終了するまで，*WAIに続く命令を待ちます。
*WAI
*WAI
・*WAIを使った同期のとり方については，4-7ペー
ジを参照してください。
・オーバラップコマンドの指定は，「:COMMunicate:OPSE」で行います。

IM 701450-176.1

ステータスレポートについて

1

第6章 ステータスレポート
6.1 ステータスレポートについて

2

ステータスレポート
シリアルポールで読まれるステータスレポートは下図のとおりです。これは，IEEE 488.2-1992で規定されたものを拡張したものです。
7

6

5

4

3

2

1

0

&

サービスリクエストイネーブル
レジスタ

3

&

4

&

OR

&
&
&

5

&

7

MSS
6 ESB MAV EES EAV 1
RQS0

ステータスバイト

6

サービス
リクエスト
発生

出力
キュー

7

6

5

4

3

2

1

0

&

エラー
キュー

標準イベントイネーブル
レジスタ

&
&
&

OR

&
&

索

&
&

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

標準イベントレジスタ

7

6

5

4

3

2

1

0

拡張イベントイネーブル
レジスタ

&
&
&
&
&
&
&
&

OR

&
&
&
&
&
&
&
&

IM 701450-17

ス
テ
ー
7
タ
ス
レ
ポ
ー
ト
付

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

拡張イベントレジスタ

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

遷移フィルタ

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

状態レジスタ6-1

6.1

ステータスレポートについて/6.2

ステータスバイト

6.2 ステータスバイト

各レジスタ・キューの概要
名称

機能ステータスバイト

書き込み

読み出し

−

シリアルポール

ステータスバイト(RQS)，*STB?(MSS)
サービスリクエスト ステータスバイト *SRE

*SRE?

7

RQS
6 ESB MAV EES EAV 1
MSS0

イネーブルレジスタ のマスク
標準イベント

機器の状態の変化 −*ESR?

ビット0，1，7*ESE?

未使用(常に0)
ビット2 EAV(Error Available)

レジスタ
標準イベントイネー 標準イベントレジ *ESE
ブルレジスタスタのマスク

拡張イベント

機器の状態の変化 −STATus:EESR?

エラーキューが空でないときに1にセットされます。つまり，エラーが発生すると1になります。6-5ページをSTATus:EESE?

参照してください。
ビット3 EES(Extend Event Summary Bit)

レジスタ
拡張イベントイネー 拡張イベントレジ STATus:EESE
ブルレジスタスタのマスク

状態レジスタ

現在の機器の状態 −STATus:CONDition?

遷移フィルタ

拡張イベントレジ STATus:

STATus:FILTer

スタの変化の条件 FILTer<x>

<x>?

出力キュー

問い合わせに対す 各問い合わせコマンド
る応答メッセージを格納

エラーキュー

エラーNo.とメッ−

STATus:ERRor?

セージを格納ステータスバイトに影響を与えるレジスタとキュー
ステータスバイトの各ビットに影響を与えるレジスタを整理すると，次のようになります。
標準イベントレジスタ： ステータスバイトのビット5(ESB)を1/0にセット

出力キュー： ステータスバイトのビット4(MAV)を1/0にセット

拡張イベントレジスタ： ステータスバイトのビット3(EES)を1/0にセット

エラーキュー： ステータスバイトのビット2(EAV)を1/0にセット

拡張イベントレジスタと，そのイネーブルレジスタの論
理積が0でないときに，1にセットされます。つまり，機器の内部であるイベントが起こったときに1になります。6-4ページを参照してください。
ビット4 MAV(Message Available)
出力キューが空でないときに1にセットされます。つまり，問い合わせを行って出力するべきデータがあるときに1になります。6-5ページを参照してください。
ビット5 ESB(Evenvt Summary Bit)
標準イベントレジスタと，そのイネーブルレジスタの論
理積が0でないときに，1にセットされます。つまり，機器の内部であるイベントが起こったときに1になります。6-3ページを参照してください。

各イネーブルレジスタ
各ビットをマスクして，そのビットが1であってもス

ビット6

テータスバイトの要因にしないようにできるレジスタを整理すると，次のようになります。

ビット6以外のステータスバイトと，サービスリクエス
トイネーブルレジスタの論理積が0でないときに，1にステータスバイト： サービスリクエストイネーブルレジスタにより，各ビットをマスク

標準イベントレジスタ： 標準イベントイネーブルレジスタにより，各ビッ

拡張イベントレジスタ： 拡張イベントイネーブルレジスタにより，各ビッ

トをマスク
トをマスク

各レジスタの書き込み/読み出し
たとえば，標準イベントレジスタの各ビットを1または0にするには，*ESEコマンドを使います。また，標準イ
ベントレジスタの各ビットが1であるか0であるかを確認するには，*ESE?コマンドを使います。これらの各コ
マンドについては，第5章で詳しく説明しています。

RQS(Request Service)/MSS(Master Status
Summary)

セットされます。つまり，機器がコントローラにサービス要求をしているときに1になります。
RQSは，MSSが0から1になったときに1にセットされ，シリアルポールか，MSSが0になったときにクリアされます。
各ビットのマスク
ステータスバイトのあるビットをマスクしてSRQの要因にしたくないときには，サービスリクエストイネーブ
ルレジスタの対応するビットを0にします。
たとえば，ビット2(EAV)をマスクして，エラーが発生してもサービスを要求しないようにするには，サービス
リクエストイネーブルレジスタのビット2 を0 にします。これは*SREコマンドで行います。また，サービス
リクエストイネーブルレジスタの各ビットが1であるか0であるかは，*SRE?で問い合わせられます。*SREコ
マンドについては，第5章をお読みください。

6-2

IM 701450-17

6.2

ステータスバイト/6.3

標準イベントレジスタ

ステータスバイトの動作

6.3 標準イベントレジスタ

ステータスバイトのビット6が1になると，サービスリ
クエストを発生します。ビット6以外のどれかのビット

標準イベントレジスタが1になると，ビット6が1になります(サービスリクエ
ストイネーブルレジスタの対応するビットも1のとき)。

1

7
6
5
4
3
2
1
0
PON URQCME EXE DDE QYERQCOPC

2

たとえば，何かのイベントが起こって，標準イベントレ
ジスタとそのイネーブルレジスタの各ビットの論理和がビット7 PON(Power ON) 電源ON
本機器の電源がONになったときに，1になります。

1になったときは，ビット5(ESB)が1にセットされます。このとき，サービスリクエストイネーブルレジスタ

ビット6 URQ(User Request) ユーザーリクエスト
未使用(常に0)のビット5が1であれば，ビット6(MSS)が1にセットされ，コントローラにサービスを要求します。

ビット5 CME(Command Error) コマンド文法エラー
コマンドの文法に誤りがあるときに，1になります。

また，ステータスバイトの内容を読むことにより，どんな種類のイベントが起こったのかを確認することができ

例 コマンド名のつづりの誤り，8進データ中に「9」があるます。

ビット4 EXE(Execution Error) コマンド実行エラー
コマンドの文法は正しいが，現在の状態では実行不可能

ステータスバイトの読み出し
ステータスバイトの内容を読み出すには，次の2つの方なときに，1になります。
例 パラメータが設定範囲外，スタート中にハードコ法があります。
・ *STB?による問い合わせ

ピーを取ろうとした
ビット3 DDE(Device Error) 機器特有のエラー
コマンド文法エラー，コマンド実行エラー以外の機器の内部的原因で，コマンドが実行できなかったときに，1読み出したあとは，ステータスバイトのどのビットもクリアしません。

になります。
ビット2 QYE(Query Error) 問い合わせエラー

す。読み出したあと，RQSだけをクリアします。シ
リアルポールではMSSを読み出すことはできません。
ステータスバイトのクリア
ステータスバイトの全ビットを強制的にクリアする方法はありません。各動作に対してクリアされるビットを以下に示します。
・ *STB?で問い合わせたときどのビットもクリアされません。
・ シリアルポールを実行したとき
RQSビットだけがクリアされます。
・ *CLSコマンドを受信したとき*CLSコマンドを受信すると，ステータスバイト自体はクリアされませんが，各ビットに影響する標準イ
ベントレジスタなどの内容がクリアされます。その
結果，それに対応したステータスバイトのビットがクリアされます。ただし，出力キューは*CLSコマン
ドではクリアできないので，ステータスバイトのビット4(MAV)は影響を受けません。ただし，*CLS

問い合わせコマンドを送信したが，出力キューが空か
データが失われていたときに，1になります。
例 応答データがない，出力キューがあふれてデータが失われた
ビット1 RQC(Request Control) リクエストコントロール
未使用(常に0)
ビット0 OPC(Operation Complete) 操作終了
*OPCコマンド(第5章参照)によって指定された動作が終了したときに，1になります。
各ビットのマスク
標準イベントレジスタのあるビットをマスクして，ス
テータスバイトのビット5(ESB)の要因にしたくないときには，標準イベントイネーブルレジスタの対応するビットを0にします。
たとえば，ビット2(QYE)をマスクして問い合わせエ
ラーが発生してもESBを1にしないようにするには，標準イベントイネーブルレジスタのビット2を0 にします。これは*ESEコマンドで行います。また，標準イベ
ントイネーブルレジスタの各ビットが1であるか0であ
るかは，*ESE?で問い合わせられます。*ESEコマンド
については，第5章をお読みください。

コマンドをプログラムメッセージターミネータのすぐあとに受信したときは，出力キューもクリアされます。

IM 701450-17

4
5
6*STB?で問い合わせると，ビット6はMSSになります。したがって，MSSを読み出すことになります。

・ シリアルポール
シリアルポールを実行すると，ビット6はRQSになります。したがって，RQSを読み出すことになりま

3

6-3

ス
テ
ー
7
タ
ス
レ
ポ
ー
ト
付

索

6.3

標準イベントレジスタ/6.4

拡張イベントレジスタ

標準イベントレジスタの動作

標準イベントレジスタの読み出し

標準イベントレジスタは，機器の内部に起こった8種類のイベントに対するレジスタです。どれかのビットが1

標準イベントレジスタの内容は，*ESR?で読み出すことができます。読み出されたあとは，レジスタはクリアになると，ステータスバイトのビット5(ESB)を1にセットします(標準イベントイネーブルレジスタの対応するされます。

ビットも1のとき)。
例

標準イベントレジスタのクリア
標準イベントレジスタがクリアされるのは，次の3つの1. 問い合わせエラー発生
2. ビット2(QYE)が1にセットされる

場合です。
・ *ESR?で標準イベントレジスタの内容が読み出され3. 標準イベントイネーブルレジスタのビット2が1なら
ば，ステータスバイトのビット5(ESB)が1にセットたとき
・ *CLSコマンドを受信したときされる
また，標準イベントレジスタの内容を読むことにより，・ 電源再投入時

機器の内部に起こったイベントの種類を確認することができます。

6.4 拡張イベントレジスタ
拡張イベントレジスタは，機器の内部状態を表す状態レジスタの状態変化が，遷移フィルタでエッジ検出された結果が入ります。
状態レジスタ

15

15
14

14
13

13
12

12
11

11
10

10
9

9
8

8
7

7
6

6
5

5
4

4
3

3
2

2
1

1
0

:STATus:CONDition?

0

FFT

INI

NSG

SCH

NGO

SUP

HST

MES

ACS

PRN

TST

CAL

TRG

HLD

RUN

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

FILTer<x> -> 16

遷移フィルタ:STATus:FILTer<x>{RISE|FALL|BOTH|NEVer}

拡張イベントレジスタ:STATus:EESR?

状態レジスタの各ビットの意味は，次の通りです。
ビット0

RUN(Running)

波形の取り込み中は1になります。

ビット1

HLD(HOLD)

記録メディアからロードした波形が存在しているときに1になります。

ビット2

TRG(Awaiting trigger)

トリガ待ちのときに1になります。

ビット3

CAL(Calibration)

キャリブレーション実行中に1になります。

ビット4

TST(Testing)

セルフテスト中に1になります。

ビット5

PRN(Printing)

内蔵プリンタ動作中，外部(USB/ネットワーク)プリンタにデータを出力中，および画面イメージデータを保存中に1になり

ビット6

ACS(Accessing)

フロッピーディスクドライブ，Zipドライブ，PCカードドライブ，およびネットワークの各ドライブへのアクセス中に1にビット7

MES(Measuring)

波形パラメータの自動測定中またはカーソル測定中に1になります。

ビット8

HST(History Search)

ヒストリ検索実行中に1になります。

ビット9

SUP(Setup)

オートセットアップ実行中に1になります。

ビット10

NGO(Go/No-go)

GO/NO-GO検索実行中に1になります。

ビット11

SCH(Search)

エッジ/パターン検索実行中に1になります。

ビット12

NSG(N-Single)

トリガモードがシングル(N)のときの全波形表示中，またはヒストリの全波形表示中に1になります。

ビット13

INI(Initializing)

初期化中に1になります。

ビット14

FFT

FFT演算およびユーザー定義演算の実行中に1になります。

ます。
なります。

遷移フィルタのパラメータは，状態レジスタの指定されたビット(数値サフィックス1〜16)の変化を次のように抽出し，拡張イベントレジスタを書き換えます。
RISE

0 -> 1の変化で，拡張イベントレジスタの指定ビットを，1にします。

FALL

1 -> 0の変化で，拡張イベントレジスタの指定ビットを，1にします。

BOTH

0 -> 1または1 -> 0の変化で，拡張イベントレジスタの指定ビットを，1にします。

NEVer

常に0。

6-4

IM 701450-17

6.5 出力キューとエラーキュー

1

6.5 出力キューとエラーキュー
出力キュー
出力キューは，問い合わせ(クエリ)に対する応答メッ

2

セージを格納します。たとえば，取り込んだ波形データの出力を要求する:WAVeform:SEND?を送信すると，そのデータはそれが読み出されるまで出力キューに蓄えられます。

3

下図のように，データは順番に蓄えられ，古いものから読み出されます。読み出す以外にも，次のときに出力キューは空になります。
・ 新しいメッセージをコントローラから受信したとき

4・ デッドロック状態になったとき(4-2ペーシ参照)
・ デバイスクリア(DCLまたはSDC)を受信したとき・ 電源の再投入
なお，*CLSコマンドでは出力キューを空にすることは5

できません。出力キューが空であるかどうかは，ステー
タスバイトのビット4(MAV)で確認できます。

6

D1

D2
D1

ス
テ
ー
7
タ
ス
レ
ポ
ー
ト
付

D2

D1

エラーキュー
エラーキューは，エラーが発生したときにその番号とメッセージを格納します。たとえば，コントローラが間違ったプログラムメッセージを送信したら，エラーが表索示されたときに「113，"Undefined header"」という番号とエラーメッセージがエラーキューに格納されます。
エラーキューの内容は，:STATus:ERRor?クエリで読み出すことができます。エラーキューは出力キューと同様に古いものから読み出されます。
エラーキューがあふれたときは，最後のメッセージを「350，"Queue overflow"」というメッセージに置き換えます。
読み出す以外にも次のときにエラーキューは空になります。
・ *CLSコマンドを受信したとき・ 電源の再投入
なお，エラーキューが空であるかどうかは，ステータス
バイトのビット2(EAV)で確認できます。

IM 701450-17

6-5

7.1 プログラムを組む前に

1

第7章 サンプルプログラム
7.1 プログラムを組む前に2対象モデルと言語対象モデル ： MS-DOS/Vマシン
対象言語： Visual Basic Ver6.0 Professional Edition以上
GP-IBボード ： NI社製AT-GPIB/TNT IEEE-488.2
USB I/F3： USB Rev1.0に準拠

4Visual Basic上での設定
使用標準モジュール：tmctl.bas
tmval.bas

5

本機器の設定GP-IB
この章のサンプルプログラムは，すべて本機器のGP-IBアドレスを「１」として作成しています。
1-5ページの操作説明に従って，GP-IBアドレスを「１」に設定してください。
USB
この章のサンプルプログラムは，すべて本機器のUSB OwnIDを「１」として作成しています。
2-4ページの操作説明に従って，USB OwnIDを「１」に設定してください。

IM 701450-17

6
7
サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

7-1

7.2 サンプルプログラムイメージ

7.2 サンプルプログラムイメージ

7-2

IM 701450-17

7.3 初期化・エラー・実行関数

1

7.3 初期化・エラー・実行関数---------------------------------------------------------------------------------------Option Explicit
Dim StartFlag As Integer'Start Flag
Dim Dev As Long
'Device ID
Dim Query(3) As String'Query String
Dim WaveBuffer(20070) As Integer'WaveData Buffer(GPIB)---------------------------------------------------------------------------------------Private Function InitGpib() As Long
Dim address As String'GPIB Address
Dim eos As Long
'EOS
Dim eot As Long
'EOI
Dim timeout As Long'Timeout
Dim sts As Long
address = "1"
eos = TERM_LF
eot = SET_TRUE
timeout = 100'Address = 1'Terminator = LF
'EOI = Enable'Timeout = 10s

sts = TmInitialize(1, address, Dev)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitGpib = 1
Exit Function
End If'GPIB Initialize(GPIB Address = 1)

sts = TmDeviceClear(Dev)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitGpib = 1
GoTo PostProcces
End If'GPIB Device Clear

sts = TmSetTerm(Dev, eos, eot)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitGpib = 1
GoTo PostProcces
End If'Terminator = LF, EOI = Enable

sts = TmSetTimeout(Dev, timeout)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitGpib = 1
GoTo PostProcces
End IfInitGpib = 0
Exit Function'Timeout = 10s

3
4
5
6
7

PostProcces:
Call CloseDevice'Device Clear
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Private Function InitUsb() As Long
Dim id As String'USB ID
Dim eos As Long
'EOS
Dim eot As Long
'EOI
Dim timeout As Long'Timeout
Dim sts As Long

IM 701450-172

id = "1"eos = TERM_LF
eot = SET_TRUE
timeout = 100'ID = 1
'Terminator = LF
'EOI = None(GPIB Only)'Timeout = 10s

sts = TmInitialize(3, id, Dev)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitUsb = 1
Exit Function
End If'USB Initialize(USB ID = 1)

sts = TmSetTerm(Dev, eos, eot)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitUsb = 1
GoTo PostProcces
End If'Terminator = LF, EOI = Enable

sts = TmSetTimeout(Dev, timeout)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
InitUsb = 1
GoTo PostProcces
End IfInitUsb = 0
Exit Function'Timeout = 10s

7-3

サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

7.3 初期化・エラー・実行関数
PostProcces:
Call CloseDevice'Device Clear
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub CloseDevice()
Call TmFinish(Dev)
Dev = -1
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub DisplayError(ByVal id As Long)
Dim ers As String
Dim err As Longerr = TmGetLastError(id)If (err = 2) Theners = "Device not found"
ElseIf (err = 4) Theners = "Connection to device failed"
ElseIf (err = 8) Theners = "Device not connected"
ElseIf (err = 16) Theners = "Device already connected"
ElseIf (err = 32) Theners = "Incompatible PC"
ElseIf (err = 64) Theners = "Illegal parameter"
ElseIf (err = 256) Theners = "Send error"
ElseIf (err = 512) Theners = "Receive error"
ElseIf (err = 1024) Theners = "Received data not block data"
ElseIf (err = 4096) Theners = "System error"
ElseIf (err = 8192) Theners = "Illegal device ID"
Else
ers = ""End If'Get Error No.

MsgBox ("Error No. " + Str(err) + Chr(13) + ers), vbExclamation, "Error!"
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Command1_Click()Dim sts As Long
If (StartFlag = 1) Then
Exit SubEnd IfStartFlag = 1
Text1.Text = "START"
List1.Clear
sts = GpibTdiv'Run Sample1(GPIB) Set/Get TDIV
If (sts = 0) Then
List1.AddItem Query(0)End IfText1.Text = "END"
StartFlag = 0
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Command2_Click()Dim sts As Long
If (StartFlag = 1) Then
Exit SubEnd IfStartFlag = 1
Text1.Text = "START"
List1.Clear
sts = GpibGetWord'Run Sample2(GPIB) Get Word DataIf (sts = 0) Then
List1.AddItem "END"
End IfText1.Text = "END"
StartFlag = 0
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Command3_Click()Dim sts As Integer
If (StartFlag = 1) Then
Exit SubEnd IfStartFlag = 1
Text1.Text = "START"
List1.Clear
sts = GpibGetMeasure
If (sts = 0) Then
List1.AddItem Query(0)List1.AddItem Query(1)List1.AddItem Query(2)7-4'Run Sample3(GPIB) Get Measure

IM 701450-17

7.3 初期化・エラー・実行関数
ElseIf (sts = 2) Then
List1.AddItem "Waiting for Trigger!"
End IfText1.Text = "END"
StartFlag = 0
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Command4_Click()Dim sts As Long
If (StartFlag = 1) Then
Exit SubEnd IfStartFlag = 1
Text1.Text = "START"
List1.Clear
sts = UsbTdiv'Run Sample4(USB) Set/Get TDIV
If (sts = 0) Then
List1.AddItem Query(0)End IfText1.Text = "END"
StartFlag = 0
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Command5_Click()Dim sts As Long
If (StartFlag = 1) Then
Exit SubEnd IfStartFlag = 1
Text1.Text = "START"
List1.Clear
sts = UsbGetWord'Run Sample5(USB) Get Word DataIf (sts = 0) Then
List1.AddItem "END"
End IfText1.Text = "END"
StartFlag = 0
End Sub---------------------------------------------------------------------------------------Private Sub Form_Load()StartFlag = 0'Clear Start Flag
Dev = -1
'Clear device id
Command1.Caption = "Sample1(GPIB)" + Chr(13) + "Set/Get TDIV"
Command2.Caption = "Sample2(GPIB)" + Chr(13) + "Get Word Data"
Command3.Caption = "Sample3(GPIB)" + Chr(13) + "Get Measure"
Command4.Caption = "Sample4(USB)" + Chr(13) + "Set/Get TDIV"
Command5.Caption = "Sample5(USB)" + Chr(13) + "Get Word Data"
Text1.Text = ""End Sub----------------------------------------------------------------------------------------

IM 701450-17

7-5

1
2
3
4
5
6
7
サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

7.4 時間軸(T/div)の設定/問い合わせ

7.4 時間軸(T/div)の設定/問い合わせ
Sample1(GPIB) Set/Get TDIV---------------------------------------------------------------------------------------Private Function GpibTdiv() As Long
Dim sts As Long
sts = InitGpib
If (sts <> 0) Then
GpibTdiv = 1
Exit Function
End If'Initialize GPIB

sts = GetTdiv
If (sts <> 0) Then
GpibTdiv = 1
GoTo GpibTdivEnd
End If
GpibTdiv = 0'T/DIV Function

GpibTdivEnd:
Call CloseDevice'Device Close
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Sample4(USB) Set/Get TDIV---------------------------------------------------------------------------------------Private Function UsbTdiv() As Long
Dim sts As Integer
sts = InitUsb
If (sts <> 0) Then
UsbTdiv = 1
Exit Function
End If'Initialize USB

sts = GetTdiv
If (sts <> 0) Then
UsbTdiv = 1
GoTo UsbTdivEnd
End If
UsbTdiv = 0'T/DIV Function

UsbTdivEnd:
Call CloseDevice'Device Close
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Private Function GetTdiv() As Long
Dim msg As String'Command buffer
Dim qry As String'Query biffer
Dim sts As Long
Dim rlen As Long
msg = Space$(100)qry = Space$(100)msg = "TIMEBASE:TDIV 2ms"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetTdiv = 1
Exit Function
End If'Set T/div = 2ms'Send Command

msg = "TIMEBASE:TDIV?"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetTdiv = 1
Exit Function
End If'Get T/div value'Send Commandsts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)'Receive QueryIf (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetTdiv = 1
Exit Function
End IfQuery(0) = Left(qry, rlen - 1)
GetTdiv = 0
End Function----------------------------------------------------------------------------------------

7-6

IM 701450-17

7.4

時間軸(T/div)の設定/問い合わせ

1

GP-IB

2
3
4
5
USB

6
7
サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

IM 701450-17

7-7

7.5 WORD(2バイト)形式での波形データの出力7.5 WORD(2バイト)形式での波形データの出力---------------------------------------------------------------------------------------Private Function GpibGetWord() As Long
Dim sts As Long
sts = InitGpib
If (sts <> 0) Then
GpibGetWord = 1
Exit Function
End If'Initialize GPIB

sts = GetWord
If (sts <> 0) Then
GpibGetWord = 1
GoTo GpibGetWordEnd
End IfGpibGetWord = 0'Get Word Data Function

GpibGetWordEnd:
Call CloseDevice'Device Close
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Sample5(USB) Get Word Data---------------------------------------------------------------------------------------Private Function UsbGetWord() As Integer
Dim sts As Long
sts = InitUsb
If (sts <> 0) Then
UsbGetWord = 1
Exit Function
End If'Initialize USB

sts = GetWord
If (sts <> 0) Then
UsbGetWord = 1
GoTo UsbGetWordEnd
End If
UsbGetWord = 0'Get Word Data Function

UsbGetWordEnd:
Call CloseDevice'Device Close
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Private Function GetWord() As Long
Dim msg As String'Command buffer
Dim qry As String'Query biffer
Dim sts As Long
Dim vdv As Variant'Vdiv value
Dim ofs As Variant'Offset value
Dim dlg As Long
'Block Data Length
Dim dat As Variant
'Data
Dim i
As Integer
Dim rlen As Long
Dim endflag As Long
msg = Space$(100)qry = Space$(100)7-8msg = "STOP"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts < CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If'Stop Acquisition

msg = "COMMUNICATE:HEADER OFF"sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If'Query Header Off(for Get V/div)

msg = "WAVEFORM:TRACE 1"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If'Trace = 1

msg = "WAVEFORM:RECORD 0"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If'Record number = 0

IM 701450-17

7.5 WORD(2バイト)形式での波形データの出力
msg = "WAVEFORM:FORMAT WORD"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If

1'Data Format = WORD2

msg = "WAVEFORM:BYTEORDER LSBFIRST"
Little Endian)sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If'Data Byte order = LSB First(formsg = "WAVEFORM:START 0;END 1001"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If'START 0,END 1001(Length = 1002)

msg = "WAVEFORM:RANGE?"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End Ifvdv = Val(qry)'Get V/div value

msg = "WAVEFORM:OFFSET?"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End Ifofs = Val(qry)'Get Offset value

3
4
5
6
7
サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

msg = "WAVEFORM:SEND?"'Receive Waveform Data
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceiveBlockHeader(Dev, dlg)
'Receive Block Header
If (sts <> CTL_OK) Then'dlg = Data Byte Length
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceiveBlock(Dev, WaveBuffer(), dlg + 1, rlen, endflag)'Receive Waveform Data + LF
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If
For i = 0 To (dlg / 2 - 1) Step 1
dat = WaveBuffer(i) * vdv / 3072 + ofs
List1.AddItem CStr(i) + ":" + CStr(dat)
Next imsg = "COMMUNICATE:HEADER ON"'Query Header On
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts < CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetWord = 1
Exit Function
End If
GetWord = 0
End Function---------------------------------------------------------------------------------------IM 701450-17

7-9

7.5 WORD(2バイト)形式での波形データの出力
GP-IB

USB

7-10

IM 701450-17

7.6 波形パラメータの自動測定の設定/問い合わせ1

7.6 波形パラメータの自動測定の設定/問い合わせ---------------------------------------------------------------------------------------Private Function GpibGetMeasure() As Long
Dim sts As Long
sts = InitGpib
If (sts <> 0) Then
GpibGetMeasure = 1
Exit Function
End If'Initialize GPIB2

sts = GetMeasure
If (sts <> 0) Then
GpibGetMeasure = 1
GoTo GpibGetMeasureEnd
End IfGpibGetMeasure = 0'Get Measure Function

3

GpibGetMeasureEnd:
Call CloseDevice'Device Close
End Function---------------------------------------------------------------------------------------Private Function GetMeasure() As Long
Dim msg As String'Command buffer
Dim qry As String'Query biffer
Dim sts As Long
Dim stp As Integer
Dim rlen As Long
msg = Space$(100)qry = Space$(100)'Acquisition = Stop

msg = "COMMUNICATE:HEADER OFF"sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Query Header Off(for Get V/div)

msg = "MEASURE:MODE OFF"sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Measure Off

msg = "CHANNEL:DISPLAY ON"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'CH1 On

msg = "CHANNEL:PROBE 10"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'CH1 Probe = 10:1

msg = "CHANNEL:VDIV 500mV"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'CH1 V/div = 500mV

msg = "ACQUIRE:MODE NORMAL;RLENGTH 1000"'Acquisition mode = NORMAL, length =

7
サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End Ifmsg = "TIMEBASE:TDIV 100ms"

56

msg = "STOP"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If1000

IM 701450-17

4'T/div = 100ms

7-11

7.6 波形パラメータの自動測定の設定/問い合わせ
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If7-12

msg = "TRIGGER:SIMPLE:LEVEL 500mV"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Trigger level = 500mV

msg = "MEASURE:CHANNEL1:PTOPEAK:STATE ON"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Measure P-P On

msg = "MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:STATE ON"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Measure Average On

msg = "MEASURE:CHANNEL1:FREQUENCY:STATE ON"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Measure Frequency On

msg = "MEASURE:TRANGE -5,5"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Measure Time Range -5,5

msg = "SSTART? 500"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If
stp = Val(qry)
If (stp = 1) Then
GetMeasure = 2
Exit Function
End If'Start Single Trigger'Wait until stop Acquisition

msg = "MEASURE:MODE ON"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End Ifmsg = "MEASURE:WAIT? 100"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If'Start Measuremsg = "MEASURE:CHANNEL1:PTOPEAK:VALUE?"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)'Get P-P value'Wait until stop Measure

IM 701450-17

7.6 波形パラメータの自動測定の設定/問い合わせ

1

GetMeasure = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End IfQuery(0) = "Peak To Peak:" + Left$(qry, rlen - 1)
msg = "MEASURE:CHANNEL1:AVERAGE:VALUE?"
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End IfQuery(1) = "Average:" + Left$(qry, rlen - 1)

2

'Get Average value

345

msg = "MEASURE:CHANNEL1:FREQUENCY:VALUE?"'Get Freq value
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If
sts = TmReceive(Dev, qry, Len(qry), rlen)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End IfQuery(2) = "Frequency:" + Left$(qry, rlen - 1)

67

msg = "COMMUNICATE:HEADER ON"'Query Header On
sts = TmSend(Dev, msg)
If (sts <> CTL_OK) Then
Call DisplayError(Dev)
GetMeasure = 1
Exit Function
End If
GetMeasure = 0
End Function----------------------------------------------------------------------------------------

IM 701450-17

7-13

サ
ン
プ
付
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
索

付録1

ASCIIキャラクタコード

付録
付録1

1

ASCIIキャラクタコード

2

ここでは，ASCIIのキャラクタコード表を紹介しています。

0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

1

0

3

40

NUL DEL

0 60

SP

0

0 10

16 20

1

GTL 21

LLO 41

4

0

P
80 60

1 121

Q

16

112

1 161

a

17

q

1

1 11

17 21

33 31

49 41

65 51

81 61

97 71

113

2

22

42

2 62

18 1022 122

18 1422 162

18

STX DC2

”

2

B

R

b

2 12

18 22

34 32

50 42

66 52

82 62

98 72

114

3

23

43

3 63

19 1033 123

19 143

3 163

19

#

3

C

S

c

3 13

19 23

35 33

51 43

67 53

83 63

99 73

115

4

SDC 24

DCL 444 64

20 1044 124

20 144

4 164

20

$

4

D

T

d

t

4

4 14

20 24

36 34

52 44

68 54

84 64

100 74116

5

PPC 25

PPU 455 65

21 1055 125

21 1455 165

21ENQ NAK

%

5

E

U

e

5 15

21 25

37 35

53 45

69 55

85 65

101 75

6

26

46

6 66

22 1066 126

22 146

6 166

&

6

F

V

f

6 16

22 26

38 36

54 46

70 56

86 66

102 76

7

27

47

7 67

23 1077 127

23 147

7 167

’

7

G

W

117

g

118
23

w

7

7 17

23 27

39 37

55 47

71 57

87 67

103 77

119

10

GET 30SPE 508 70

24 1108 130

24 1508 170

24BS CAN

(

8

H

X

h

8 18

24 28

40 38

56 48

72 58

88 68

104 78120

11

TCT 31

SPD 519 71

25 1119 131

25 151

9 171

25

EM

)

9

I

Y

i

9 19

25 29

41 39

57 49

73 59

89 69

105 79

121

12

32

52

10 72

26 11210 13226 15210 172

26

SUB

*

:

J

Z

j

10 1A

26 2A

42 3A

58 4A

74 5A

90 6A

106 7A

13

33

53

11 73

27 113

11 13327 153

11 173

ESC

+

;

K

[

k

11 1B

27 2B

43 3B

59 4B

75 5B

91 6B

107 7B

14

34

54

12 74

28 11412 13428 15412 174

FS

,

<

L

\

l

12 1C

28 2C

44 3C

60 4C

76 5C

92 6C

108 7C

15

35

55

13 75

29 11513 13529 15513 175

GS

-

=

M

]

m

13 1D

29 2D

45 3D

61 4D

77 5D

93 6D

109 7D

16

36

56

14 76

30 11614 13630 15614 176

RS

.

>

N

^

n

14 1E

30 2E

46 3E

62 4E

78 5E

94 6E

110 7E

17

37

57

15 77

UNL 117

15 137

UNT 157

15 177

F

US
15 1F

例

8進

16進

/
31 2F

ユニバーサル
コマンド

25

?
47 3F

O
63 4F

リスナ
アドレス

PPU

79 5F
トーカ
アドレス

o
95 6F

124
29

125
30

126

DEL
(RUBOUT)111 7F

127

2次
コマンド

GP-IBコードNAK

ASCIIキャラクタコード

15

10進

21

_

28

~

E

SI

123

}

D

SO

27

|

C

CR

122

{

B

FF

索

z

A

VT

付
録

y

9

LF

付

x

8

HT

7

22

v

6

BEL ETB6

u5

ACK SYN

5s

3

EOT DC44r

2

ETX DC3

3

p
96 70

17 141

A

7
0 160

‘

64 50

17 1011

6
16 140

@
48 40

1 61

!

5
0 120

16 10032 30

SOH DC1

アドレス
コマンド

IM 701450-17

2

20

付-1

付録2 エラーメッセージ

付録2 エラーメッセージ
ここでは，通信に関するエラーメッセージについて説明しています。
● 本機器本体には日本語/英語のどちらでも表示することができますが，パーソナルコン
ピュータなどで読み出したときは英語で表示されます。
● サービスが必要なときは，お買い求め先まで修理をお申しつけください。
● ここに記載しているエラーメッセージは，通信に関するものに限定しています。通信以外のエラーメッセージについては，ユーザーズマニュアルIM 701450-01を参照してください。
・ 通信文法エラー・ 通信実行エラー
・ 通信クエリエラー
・ システムエラー(通信)100〜199
200〜299
400〜499912

・ 実行エラー
600〜799
・ 設定エラー
800〜899
・ システムエラー(通信以外) 900〜907

以下に記載

別冊IM 701450-01に記載

通信文法エラー(100〜199)
Error in communication command
コード メッセージ

対処方法

ページ

102

構文が間違っています。
Syntax error.

以下のコード以外で構文が間違っています。

4章，
5章

103

<DATA SEPARATOR>がありません。
Invalid separator.

データとデータは「,」(カンマ)で区切ってください。

4-1

104

<DATA>の種類が間違っています。
Data type error.

4-5〜4-6ページを参照して，正しいデータ形式で記述して
ください。

4-5〜
4-6

105

デバイストリガ機能は使えません。
GET not allowed.

インタフェースメッセージに対する応答でGETはサポートしていません。

1-6

108<DATA>が多すぎます。
Parameter not allowed.

データの数を確認してください。

4-5，
5章

109

必要な<DATA>がありません。
Missing parameter.

必要なデータを記述してください。

4-5，
5章

111

<HEADER SEPARATOR>がありません。 ヘッダとデータはスペースで区切ってください。
Header separator error.

112<mnemonic>が長すぎます。
Program mnemonic too long.

ニモニック(アルファベットと数字からなる文字列)を確認して 5章
ください。

113

そのような命令はありません。
Undefined header.

ヘッダを確認してください。

5章

114

<HEADER>の数値が間違っています。
Header suffix out of range.

ヘッダを確認してください。

5章

120

数値の仮数部分がありません。
Numeric data error.

<NRf>形式のときは数字が必要です。

4-5

123

指数が大きすぎます。
Exponent too large.

<NR3>形式のときの「E」のあとの指数を小さくしてくださ
い。

4-5，
4章

124

有効桁数が多すぎます。
Too many digits.

数字は255桁以内にしてください。

4-5，
5章

128

数値データは使えません。
Numeric data not allowed.

<NRf>形式以外のデータ形式で記述してください。

4-5，
4章

131

単位が間違っています。
Invalid suffix.

<電圧>，<時間>，<周波数>の単位を確認してください。

4-5

134

単位のつづりが長すぎます。
Suffix too long.

<電圧>，<時間>，<周波数>の単位を確認してください。

4-5

付-2

4-1

IM 701450-17

付録2 エラーメッセージ
コード メッセージ

対処方法

ページ

138

単位は使えません。
Suffix not allowed.

<電圧>，<時間>，<周波数>以外では単位は使えません。

4-5

141

そのような選択肢はありません。
Invalid character data.

{...|...|...}の中にある文字列を記述してください。

5章
4章

144

<CHARACTER DATA>のつづりが長すぎ {...|...|...}の文字列のつづりを確認してください。
ます。
Character data too long.

5章

148

<CHARACTER DATA>は使えません。
Character data not allowed.

{...|...|...}以外のデータ形式で記述してください。

5章

150

<STRING DATA>の右の区切りがありま <文字列>の場合は「"」または「'」で囲ってください。
せん。
String data error.

4-6

151

<STRING DATA>の内容が不適当です。 <文字列>が長すぎるか，使用不可能な文字があります。
Invalid string data.

5章

158

<STRING DATA>は使えません。
String data not allowed.

<文字列>以外のデータ形式で記述してください。

5章

161

<BLOCK DATA>のデータ長が合っていません。
Invalid block data.

<ブロックデータ>は使用できません。

4-6，
5章

168

<BLOCK DATA>は使えません。
Block data not allowed.

<ブロックデータ>は使用できません。

4-6，
5章

171

<EXPRESSION DATA>の中に許されない 演算式は使用できません。
文字があります。
Invalid expression.

5章

178

<EXPRESSION DATA>は使えません。
Expression data not allowed.

5章

181

プレースホルダがマクロの外にあります。 IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。
Invalid outside macro definition.

演算式は使用できません。

1
2
3
4
5
6
7

−

付
通信実行エラー(200〜299)
Error in communication execution

付録

コード メッセージ

対処方法

ページ

221

設定内容に矛盾があります。
Setting conflict.

関連のある設定値を確認してください。

5章

222

データの値が範囲外です。
Data out of range.

設定範囲を確認してください。

5章

223

データのバイト長が長すぎます。
Too much data.

データのバイト長を確認してください。

5章

224

データの値が不適当です。
Illegal parameter value.

設定範囲を確認してください。

5章

241

ハードウェアが実装されていません。
Hardware missing.

オプションの有無を確認してください。

−

260<EXPRESSION DATA>が間違っています。 演算式は使用できません。
Expression error.

−

270

マクロのネストが深すぎます。
Macro error.

IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。

−

272

マクロでは使用できません。
Macro execution error.

IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。

−

273

マクロラベルが不適当です。
Illegal macro label.

IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。

−

275

マクロが長すぎます。
Macro definition too long.

IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。

−

276

マクロが再帰呼び出しされました。
Macro recursion error.

IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。

−

IM 701450-17

索付-3

付録2 エラーメッセージ
コード メッセージ

対処方法

ページ

277

マクロの二重定義はできません。
Macro redefinition not allowed.

IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。

−

278

そのようなマクロは定義されていません。 IEEE488.2のマクロ機能には対応していません。
Macro header not found.

−

通信クエリエラー(400〜499)
Error in communication Query
コード メッセージ

対処方法

ページ

410

応答の送信が中断されました。
Query INTERRUPTED.

送受信の順序を確認してください。

4-2

420

送信できる応答がありません。
Query UNTERMINATED.

送受信の順序を確認してください。

4-2

430

送受信がデッドロックしました。
送信を中止します。
Query DEADLOCKED.

プログラムメッセージは<PMT>も含めて1024バイト以下にしてください。

4-2

440応答を要求する順番が間違っています。 *IDN?，*OPT?の後ろにはクエリを記述しないでください。
Query UNTERMINATED after indefinite
response.

−

システムエラー(通信) (912)
Error in System Operation
コード メッセージ

対処方法

ページ

912

サービスが必要です。

−

対処方法

ページ

通信ドライバーエラー
Fatal error in the communication
driver.

警告(通信) (50)
Warnning
コード メッセージ
50*OPC/?がメッセージの途中にあります。 *OPCまたは*OPC?は，プログラムメッセージの最後に*OPC/? exists in message.
おいてください。

−

その他(350，390)
コード メッセージ

対処方法

ページ

350

Queue overflow.

エラーキューを読み出してください。

6-5

390

Overrun error.(RS-232のみ)

ボーレートを下げて実行してください。

−

Note
コード350はエラーキューがあふれたときに発生します。:STATus:ERRor?クエリにのみ出力されるエラーで，画面には表示されません。

付-4

IM 701450-17

付録3

付録3

IEEE 488.2-1992について

本機器のGP-IBインタフェースは，IEEE 488.2-1992規
格に準じています。この規格では，以下の23の項目について「ドキュメントに記載しなければならない」としています。ここでは，これらについて説明しています。
(1)IEEE 488.1インタフェース機能のうち，サポートしているサブセット「1.4 GP-IBインタフェースの仕様」を参照してく
ださい。
(2)アドレスが0〜30以外に設定されたときのデバイスの動作
本機器では，アドレスを0〜30以外に設定することはできません。
(3)ユーザーがアドレス変更をしたときの動作
アドレスの変更はMISCキーメニューでアドレスを設定した時点で行われます。設定したアドレスは，次に変更するまで有効です。
(4)電源ON時のデバイスのセッティング。電源ON時に使用可能なコマンド
基本的には，以前の設定(その前に電源をOFFにしたときの設定)になります。
電源ON時に実行を制限されるコマンドはありません。
(5)メッセージ交換のオプション(a)入力バッファのサイズ
4096バイト(b)複数の応答メッセージユニットを返すクエリ
5章の各コマンドの例を参照してください。
(c)構文解析時に応答データを作成するクエリ
すべてのクエリは，構文を解析すると応答データを作成します。
(d)受信時に応答データを作成するクエリ
コントローラが受信する時点で応答データを作成するクエリはありません。
(e)制限しあうパラメータを有するコマンド:CHANnel<x>:PROBeとVDIVのように一方的に制限を与えるものはありますが，相互に制限を与えるものはありません。
(6)コマンドを構成する機能エレメントおよび複合ヘッダのエレメントに含まれるもの
4章および，5章を参照してください。
(7)ブロックデータの転送に影響するバッファのサイズ

IEEE 488.2-1992について(10)応答の文法に従わないデバイス間の通信について
本機器では，サポートしていません。
(11)応答データのブロックデータのサイズ
1〜32064000(12)サポートしている共通コマンドの一覧
「5.35
い。

2

共通コマンドグループ」を参照してくださ(13)キャリブレーション正常終了時のデバイスの状態
測定を実行中の状態になります。
(14)*DDTのトリガマクロの定義で使用できるブロック
データの最大長サポートしていません。
(15)マクロ定義のマクロラベルの最大長，マクロ定義で使用できるブロックデータの最大長，マクロ定義で再帰を使ったときの処理

345

マクロ機能は対応していません。
(16)*IDN?に対する返送
「5.35
い。

共通コマンドグループ」を参照してくださ

6(17)*PUD，*PUD?のプロテクトユーザーデータの保存エ
リアのサイズ

7*PUD，*PUD?はサポートしていません。
(18)*RDT，*RDT?のリソース名の長さ*RDT，*RDT?はサポートしていません。
(19)*RST，*LRN?，*RCL，*SAVによる状態の変化*RST，*LRN?
「5.35
い。

付

共通コマンドグループ」を参照してくださ*RCL，*SAV
これらの共通コマンドはサポートしていません。
(20)*TST?によるセルフテストの実行範囲
MISCのSelf TestメニューのMEMORYテストのすべて(内部の各メモリ)を実行します。
(21)拡張されたリターンステータスの構造
6章を参照してください。
(22)各コマンドの処理がオーバラップするか，シーケン
シャルに行われるか「4.5 コントローラとの同期」および5章を参照してください。
(23)各コマンドの実行内容
5 章の各コマンドの機能とユーザーズマニュアル
IM701450-01を参照してください。

ブロックデータの送信時には，そのサイズに合わせて出力キューを拡張します。
(8)演算式で使えるプログラムデータのエレメントの一覧と，そのネストの制限
演算式は使えません。
(9)各問い合わせに対する応答の構文
5章の各コマンドの例を参照してください。
IM 701450-17

1

付-5

付
録

索

付録4 波形パラメータ名称対応表

付録4 波形パラメータ名称対応表

付-6

機器本体画面での設定
メニューで表示される名称

通信コマンドで使用する名称

測定結果を機器本体画面に表示するときの名称

P-P
Max
Min
Avg
Rms
Sdev
High
Low
+OShot-OShot

PTOPeak
MAXimum
MINimum
AVERage
RMS
SDEViation
HIGH
LOW
POVershootNOVershoot

P-P
Max
Min
Avg
Rms
SDv
High
Low
+Ovr
-Ovr

Freq
PeriodRise
Fall+Width-WidthDuty
Burst1Burst2
Pulse
AvgFreq
AvgPeriod

FREQuency
PERiodRISE
FALL
PWIDthNWIDth
DUTYcycle
BWIDth1
BWIDth2
PNUMber
AVGFreq
AVGPeriod

Freq
Prod
Rise
Fall
+Wd
-Wd
Duty
Bst1
Bst2
PlsN
FR-A
PR-A

Int1TYInt2TYInt1XYInt2XYTY1Integ
TY2Integ
XY1Integ
XY2Integ

I1TY
I2TY
I1XY
I2XY

Delay

DELay

Dly

IM 701450-17

索引

索引

1
2

記号

O

*OPC コマンド ............................................................................. 4-7*WAI コマンド ............................................................................. 4-7
1 サイクルモード ...................................................................... 5-94
2 値化演算 ................................................................................... 5-76
2 領域の波形パラメータの自動測定 ..................................... 5-94

OR トリガ ................................................................................. 5-134

A
A -> B(n)トリガ ..................................................................... 5-131
A Delay B トリガ ................................................................... 5-132

B

S

3

SCSI-ID ..................................................................................... 5-124
SPI 信号解析 ............................................................................ 5-111
SPI 信号の検索 ........................................................................ 5-114

4

T
T/div .......................................................................... 5-123, 5-125
TCP/IP の設定 ............................................................................. 3-6
TV トリガ ................................................................................. 5-138

5boolean ......................................................................................... 4-6

UC
Cycle Statistics ......................................................................... 5-93

USB インタフェースコネクタ .................................................. 2-1
USB キーボード ...................................................................... 5-124
USB コネクタ ............................................................................... 2-3

F
FFT 演算 ...................................................................................... 5-77
FFT 演算(ユーザー定義演算) .................................................. 5-80

7V
V/div ............................................................................................ 5-24

付

G

X

GO/NO-GO 判定 ........................................................................ 5-53
GO/NO-GO 判定のアクション回数 ...................................... 5-55
GO/NO-GO 判定の種類 ........................................................... 5-54
GO/NO-GO 判定の波形取り込み回数 .................................. 5-56
GO/NO-GO 判定の判定区間 ................................................... 5-56
GO/NO-GO 判定のロジック ................................................... 5-54
GP-IB コネクタ ............................................................................ 1-1

X-Y 表示 .................................................................................... 5-143

索
索
引

H
HF リジェクション .................................................. 5-136, 5-137
High レベル ................................................................................. 5-92
History Statistics ...................................................................... 5-93

I
ID 値の設定 .................................................................................... 2-4

L
Low レベル ................................................................................. 5-92

M
MISC キー .................................................................. 1-1, 2-1, 3-1

N
NO-GO 回数 ................................................................................ 5-54
IM 701450-17

6

索-1

索引

ア

キ

アキュムレートモード ............................................................. 5-40
空き容量 ...................................................................................... 5-46
アクイジションモード ............................................................. 5-18
アクションオントリガ .......................................................... 5-131
アドレスの設定 ............................................................................ 1-5
アベレージング .......................................................................... 5-18
アベレージング(ユーザー定義演算) ...................................... 5-79

機種 ............................................................................................ 5-148
輝度 ............................................................................................... 5-42
キャリブレーション ................................................... 5-20, 5-147

イ
イーサネットインタフェースコネクタ .................................. 3-1
イーサネットインタフェースの接続 ....................................... 3-4
位相シフト .................................................................................. 5-96
イニシャライズ ....................................................................... 5-150
イネーブルレジスタ .................................................................... 6-2
印刷 ............................................................................................... 5-59
インタフェースメッセージ ....................................................... 1-6
インタリーブ .............................................................................. 5-18

ク
クエリ .................................................................................... 4-1, 4-4
グラティクル .............................................................................. 5-41
クリック音 ............................................................................... 5-122
グループ ........................................................................................ 4-3
クロックチャネル(SPI 信号解析) ........................................ 5-112
クロックチャネル(シリアルパターン検索) ...................... 5-109
クロックチャネル(パラレルパターン検索) ...................... 5-108

ケウインドウトリガ ................................................................... 5-138

現在の設定 ............................................................................... 5-148
検索ゾーン .................................................................................. 5-65
検索対象ビット ....................................................................... 5-109
検索モード(ヒストリサーチ) .................................................. 5-65
減衰定数 ...................................................................................... 5-18
減衰定数(ユーザー定義演算) .................................................. 5-79エ

サ

液晶ディスプレイ ................................................................... 5-123
エッジ検索 ............................................................................... 5-106
エッジ検知回数 ........................................................... 5-90, 5-106
エラーキュー ................................................................................ 6-5
エラーメッセージ ...................................................................... 付 -2
演算モード .................................................................................. 5-77

サーチ & ズーム機能 .............................................................. 5-105
最小のレコード番号 .................................................................. 5-64
サンプルレート ....................................................................... 5-125

ウオ
オートスクロール ................................................................... 5-106
オートセットアップ .................................................................. 5-19
オーバラップコマンド ............................................................... 4-7
応答 ................................................................................................. 4-4
応答データ .................................................................................... 4-2
応答ヘッダ .................................................................................... 4-2
応答メッセージ ............................................................................ 4-1
オフセット電圧 .......................................................................... 5-24

カシ
シーケンシャルコマンド ........................................................... 4-7
時刻 ............................................................................................ 5-123
自動測定項目の ON/OFF ......................................................... 5-89
周期統計処理 .............................................................................. 5-93
出力キュー .................................................................................... 6-5
ショートプリント ...................................................................... 5-60
条件 A ........................................................................................ 5-133
条件 B ........................................................................................ 5-133
状態レジスタ ........................................................................... 5-118
省略形 ............................................................................................. 4-4
初期化 ........................................................................................ 5-150
シリアルパターン検索 .......................................................... 5-109
シリアルポール ....................................................................... 5-119

カーソル(X-Y 表示) ...................................................... 5-36, 5-37
カーソル測定 .............................................................................. 5-32
カーソルの種類(T-Y 表示) ....................................................... 5-35
外部トリガゲート ................................................................... 5-124
外部プリンタでの印刷 ............................................................. 5-59
拡張イベントイネーブルレジスタ ...................................... 5-118
拡張イベントレジスタ ............................................................... 6-4
角度カーソル .............................................................................. 5-32
画面イメージデータの印刷 ..................................................... 5-59
画面イメージデータの保存 ..................................................... 5-68
画面の色 ...................................................................................... 5-40

索-2

IM 701450-17

索引

ス

ト

ズーム ........................................................................................ 5-146
ズーム率(サーチ＆ズーム) ................................................... 5-107
垂直カーソル(T-Y 表示) ........................................................... 5-35
垂直カーソル(X-Y 表示) ........................................................... 5-37
垂直ポジション .......................................................................... 5-24
水平カーソル(T-Y 表示) ........................................................... 5-33
水平カーソル(X-Y 表示) ........................................................... 5-36
スキュー補正 .............................................................................. 5-20スケール変換 .............................................................................. 5-78
スケール変換(ユーザー定義演算) .......................................... 5-81
ステータス機能 ....................................................................... 5-118
ステータスバイト ........................................................................ 6-2
ステータスバイトレジスタ .................................................. 5-150
ステータスレポート .................................................................... 6-1
ストレージメディア .................................................................. 5-46
スムージング .............................................................................. 5-78
スレショルドレベル(ロジック入力) ...................................... 5-73

等価時間サンプリング ............................................................. 5-18
統計処理の回数 .......................................................................... 5-92
トリガカップリング ................................................ 5-136, 5-137
トリガ成立回数 ....................................................................... 5-135
トリガソース ........................................................................... 5-136
トリガポジション ................................................................... 5-135
トリガモード ........................................................................... 5-134
トリガレベル ............................................................ 5-136, 5-137

セ
積分演算 ...................................................................................... 5-77
セルフテスト ........................................................................... 5-150
遷移フィルタ ........................................................................... 5-119

ソ
ゾーンでの GO/NO-GO 判定 .................................................. 5-56
ゾーン判定 .................................................................................. 5-57

タ
タイムアウト時間 ........................................................................ 3-6
タイムベース ............................................................... 5-18, 5-125

チ
チップセレクト信号 ............................................................... 5-113
チャネルの ON/OFF ................................................................. 5-23

テ
データ .................................................................................... 4-1, 4-5
データ信号(SPI 信号解析) .................................................... 5-114
データ転送速度 .................................................................. 1-4, 2-2
データの保存 .............................................................................. 5-47
ディスクの初期化 ...................................................................... 5-47
ディレイ ................................................................................... 5-133
ディレクトリ .............................................................................. 5-46
デッドロック状態 ........................................................................ 4-2電圧軸感度 .................................................................................. 5-24
電流 - 電圧換算比 ....................................................................... 5-24

IM 701450-17

1
2
3

ナ
内蔵メモリへの保存 ............................................................... 5-120

4ニ
入力カップリング ...................................................................... 5-23
入力フィルタ .............................................................................. 5-23

5

ネネットワークプリンタでの印刷 ............................................. 5-59

6ハ
波形間ディレイ .......................................................................... 5-89
波形データ ............................................................................... 5-140
波形データの問い合わせ ...................................................... 5-142
波形の重ね描き .......................................................................... 5-40
波形のズーム ........................................................................... 5-146
波形の取り込み回数 .................................................................. 5-18
波形パラメータ .............................................................. 5-92, 付 -6
波形パラメータの自動測定値 ................................................. 5-93
波形パラメータの自動測定の領域 ......................................... 5-89
波形パラメータ判定 .................................................................. 5-54
波形パラメータ名称対応表 ..................................................... 付 -6
パスワード .................................................................................... 3-6
パターントリガ ....................................................................... 5-135
バックライト ........................................................................... 5-123
パラレルパターン検索 .......................................................... 5-107
パルス幅検索 ........................................................................... 5-116
パルス幅トリガ ....................................................................... 5-138
判定区間 ...................................................................................... 5-64
判定ステータス ....................................................................... 5-107
判定ゾーンの対象トレース ..................................................... 5-57

ヒヒステリシス ............................................................ 5-136, 5-137
ヒストリサーチ .......................................................................... 5-63
ヒストリサーチ(検索モード) .................................................. 5-65
ヒストリサーチ(ゾーン) ........................................................... 5-65
ヒストリサーチ(波形パラメータ) .......................................... 5-63
ヒストリ内統計処理 .................................................................. 5-93
ヒストリメモリ .......................................................................... 5-63ビットの表示(ロジック入力) .................................................. 5-72
日付 ............................................................................................ 5-122
表示フォーマット ...................................................................... 5-41
標準イベントレジスタ ............................................................... 6-3

索-3

7
付
索
索
引

索引

フ

コマンドリスト一覧

ファイル名の自動作成 ............................................................. 5-47
物理値 ........................................................................................ 5-141
プリセット機能 .......................................................................... 5-98
プローブ ................................................................................... 5-136
プローブの減衰 .......................................................................... 5-24
プログラムメッセージ ............................................................... 4-1
プログラムメッセージユニット ............................................... 4-1
ブロックデータ ............................................................................ 4-6
フロントパネル ......................................................... 1-1, 2-1, 3-1

ACQuire グループ
:ACQuire? ............................................................................... 5-18
:AVERage:COUNt ................................................................ 5-18
:AVERage:EWEight .............................................................. 5-18
:AVERage? ............................................................................ 5-18
:CLOCk .................................................................................... 5-18
:COUNt .................................................................................... 5-18
:INTerleave ............................................................................. 5-18
:MODE ..................................................................................... 5-18
:REPetitive .............................................................................. 5-18
:RLENgth ................................................................................ 5-18
ASETup グループ
:EXECute ................................................................................ 5-19
:UNDO ..................................................................................... 5-19
CALibrate グループ
:CALibrate? ............................................................................ 5-20
:DESKew:MODE ................................................................... 5-20
:DESKew:TARGet ................................................................ 5-20
:DESKew:TIME ...................................................................... 5-20
:DESKew? .............................................................................. 5-20
:MODE ..................................................................................... 5-21[:EXECute] ............................................................................. 5-20
CHANnel グループ
:BWIDth ................................................................................... 5-23
:CHANnel<x>? ...................................................................... 5-23
:COUPling ............................................................................... 5-23
:DISPlay ................................................................................... 5-23
:LABel ...................................................................................... 5-23
:LSCale:AVALue .................................................................. 5-23
:LSCale:BVALue .................................................................. 5-23
:LSCale:MODE ...................................................................... 5-23
:LSCale:UNIT ......................................................................... 5-24
:LSCale? ................................................................................. 5-23
:MODE ..................................................................................... 5-24
:OFFSet ................................................................................... 5-24
:POSition ................................................................................. 5-24
:PROBe ................................................................................... 5-24
:VARiable ................................................................................ 5-24
:VDIV ........................................................................................ 5-24
CLEar グループ
:CLEar ...................................................................................... 5-25
COMMunicate グループ
:COMMunicate? ................................................................... 5-26
:HEADer .................................................................................. 5-26
:LOCKout ................................................................................ 5-26
:OPSE ...................................................................................... 5-27
:OPSR? ................................................................................... 5-27
:OVERlap ................................................................................ 5-27
:REMote .................................................................................. 5-27
:STATus? ............................................................................... 5-27
:VERBose ............................................................................... 5-27
:WAIT ....................................................................................... 5-27
:WAIT? .................................................................................... 5-28
CURSor グループ
:CURSor? ............................................................................... 5-32
:TY:DEGRee:DX? ................................................................. 5-32

ヘ
ヘッダ ............................................................................................. 4-1

ホホールドオフ ........................................................................... 5-133

マ
マーカーカーソル(T-Y 表示) ................................................... 5-34
マーカーカーソル(X-Y 表示) ................................................... 5-36

メ
メール送信 ............................................................................... 5-132
名称対応表 .................................................................................. 付 -6
命令 ................................................................................................. 4-3
メッセージ .................................................................................... 4-1

モ文字データ .................................................................................... 4-6
文字列データ ................................................................................ 4-6

ユ
ユーザー定義演算 ...................................................................... 5-79
ユーザ認証機能 ............................................................................ 3-3
ユーザ名 ........................................................................................ 3-6

リ
リアパネル ................................................................. 1-1, 2-1, 3-1
リチウム電池 ........................................................................... 5-122
リニアスケーリング .................................................................. 5-23
リモート / ローカル .................................... 1-3, 2-2, 3-2, 5-27

レ
レコード長 .................................................................................. 5-18
レンジ値 ................................................................................... 5-141ロ
ローカルロックアウト ............................................................. 5-26
ロジックチャネル(パラレルパターン検索) ...................... 5-108
ロジックトリガ ....................................................................... 5-133
ロジック入力波形 ...................................................................... 5-72
ロングプリント .......................................................................... 5-60

索-4IM 701450-17

索引:TY:DEGRee:DY? ................................................................. 5-32
:TY:DEGRee:JUMP ............................................................. 5-32
:TY:DEGRee:POSition<x> .................................................. 5-32
:TY:DEGRee:REFerence<x> ............................................. 5-33
:TY:DEGRee:RVALue ......................................................... 5-33
:TY:DEGRee:TRACe ........................................................... 5-33
:TY:DEGRee:X<x>? ............................................................. 5-33
:TY:DEGRee:Y<x>? ............................................................. 5-33
:TY:DEGRee? ........................................................................ 5-32
:TY:HORizontal:DY? ............................................................ 5-33
:TY:HORizontal:POSition<x> ............................................ 5-33
:TY:HORizontal:TRACe ...................................................... 5-33
:TY:HORizontal:Y<x>? ........................................................ 5-33
:TY:HORizontal? ................................................................... 5-33
:TY:LOGic:FORMat .............................................................. 5-34
:TY:LOGic:ORDer ................................................................. 5-34
:TY:LOGic? ............................................................................ 5-34
:TY:MARKer:DX<x>? .......................................................... 5-34
:TY:MARKer:DY<x>? .......................................................... 5-34
:TY:MARKer:M<x>:JUMP .................................................. 5-34
:TY:MARKer:M<x>:POSition ............................................. 5-34
:TY:MARKer:M<x>:TRACe ................................................ 5-34
:TY:MARKer:M<x>? ............................................................ 5-34
:TY:MARKer:X<x>? ............................................................. 5-35
:TY:MARKer:Y<x>? ............................................................. 5-35
:TY:MARKer? ........................................................................ 5-34
:TY:TYPE ................................................................................ 5-35
:TY:VERTical:DX? ................................................................ 5-35
:TY:VERTical:DY? ................................................................ 5-35
:TY:VERTical:JUMP ............................................................ 5-35
:TY:VERTical:PERDt? ......................................................... 5-35
:TY:VERTical:POSition<x> ................................................ 5-35
:TY:VERTical:TRACe .......................................................... 5-36
:TY:VERTical:X<x>? ............................................................ 5-36
:TY:VERTical:Y<x>? ............................................................ 5-36
:TY:VERTical? ....................................................................... 5-35
:TY? ......................................................................................... 5-32
:XY:HORizontal:DY? ............................................................ 5-36
:XY:HORizontal:POSition<x> ............................................ 5-36
:XY:HORizontal:TRACe ...................................................... 5-36
:XY:HORizontal:Y? ............................................................... 5-36
:XY:HORizontal? ................................................................... 5-36
:XY:MARKer:POSition ......................................................... 5-36
:XY:MARKer:T? .................................................................... 5-37
:XY:MARKer:TRACe ........................................................... 5-37
:XY:MARKer:X? .................................................................... 5-37
:XY:MARKer:Y? .................................................................... 5-37
:XY:MARKer? ........................................................................ 5-36
:XY:TYPE ................................................................................ 5-37
:XY:VERTical:DX? ................................................................ 5-37
:XY:VERTical:POSition<x> ................................................ 5-37
:XY:VERTical:TRACe .......................................................... 5-37
:XY:VERTical:X<x>? ............................................................ 5-37
:XY:VERTical? ....................................................................... 5-37
:XY? ......................................................................................... 5-36
DISPlay グループ
:ACCumulate:COLor ............................................................ 5-40
IM 701450-17:ACCumulate:MODE ............................................................ 5-40
:ACCumulate:PERSistence ............................................... 5-40
:ACCumulate? ....................................................................... 5-40
:COLor ..................................................................................... 5-40
:DISPlay? ................................................................................ 5-40
:FORMat ................................................................................. 5-41
:GRATicule ............................................................................. 5-41
:INTENsity:{CURSor¦MENU¦GRID¦SNAP¦WAVeform}................................................................................................... 5-42
:INTENsity? ............................................................................ 5-42
:INTERpolate ......................................................................... 5-42
:MAPPing ............................................................................... 5-42
:RGB:MENU:{BACK¦DIALog¦FOCus¦FORE¦LINE¦
SELect¦SHADow .................................................................. 5-41
:RGB:MENU? ......................................................................... 5-41
:RGB:OTHers:{CURSor¦GRID¦MARKer¦SNAP¦ZONE<x>} ............................................................................... 5-41
:RGB:OTHers? ...................................................................... 5-41
:RGB:WAVeform:{CHANnel<x>¦BACK¦MATH<x>¦
PODA¦PODB} ........................................................................ 5-41
:RGB:WAVeform? ................................................................ 5-41
:RGB? ...................................................................................... 5-40
:SMAPping:{CHANnel<x>¦MATH<x>} ........................... 5-42
:SMAPping? .......................................................................... 5-42
:SVALue ................................................................................. 5-42
:TLABel ................................................................................... 5-42
:TRANslucent ........................................................................ 5-42
FILE グループ:DELete:{ASCii¦BINary¦BMP¦FLOat¦JPEG¦MEASure¦
PNG¦POSTscript¦SETup¦SNAP¦SPI¦TIFF}[:EXECute]................................................................................................... 5-46
:DIRectory? ............................................................................ 5-46
:FILE? ...................................................................................... 5-46
:FORMat:EXECute ............................................................... 5-47
:FORMat? ............................................................................... 5-46
:LOAD:{BINary¦SETup¦SNAP}:ABORt ........................... 5-47
:LOAD:{BINary¦SETup¦SNAP}[:EXECute] .................... 5-47
:LOAD:SNAP:PLANe ........................................................... 5-47
:LOAD:SNAP? ....................................................................... 5-47
:LOAD? ................................................................................... 5-47
:SAVE:{ASCii¦BINary¦FLOat¦MEASure¦SETup¦SNAP¦
SPI}:ABORt ............................................................................ 5-47
:SAVE:{ASCii¦BINary¦FLOat¦MEASure¦SETup¦
SNAP¦SPI}[:EXECute] ........................................................ 5-47
:SAVE:{ASCii¦BINary¦FLOat}:HISTory ........................... 5-48
:SAVE:{ASCii¦BINary¦FLOat}:RANGe ............................. 5-48
:SAVE:{ASCii¦BINary¦FLOat}:TRACe ............................. 5-48
:SAVE:{ASCii¦BINary¦FLOat}? .......................................... 5-47
:SAVE:ANAMing ................................................................... 5-47
:SAVE:BINary:COMPression ............................................ 5-48
:SAVE:COMMent ................................................................. 5-48
:SAVE:NAME ......................................................................... 5-48
:SAVE? .................................................................................... 5-47
:UNLoad:{BINary¦SNAP}? ................................................. 5-48
:UNLoad:{BINary¦SNAP}[:EXECute] ............................... 5-48
:UNLoad:BINary:TRACe .................................................... 5-49
:UNLoad:SNAP:PLANe ...................................................... 5-49

索-5

1
2
3
4
5
6
7
付
索
索
引

索引
:UNLoad? ............................................................................... 5-48[:DIRectory]:CDIRectory .................................................... 5-46[:DIRectory]:DRIVe .............................................................. 5-46[:DIRectory]:FILTer .............................................................. 5-46[:DIRectory]:FREE? ............................................................. 5-46[:DIRectory]:MDIRectory ................................................... 5-46[:DIRectory]:PATH? ............................................................ 5-46
GONogo グループ
:ABORt .................................................................................... 5-53
:ACTion:BUZZer .................................................................. 5-53
:ACTion:HCOPy .................................................................... 5-53
:ACTion:IMAGe ..................................................................... 5-53
:ACTion:MAIL:COUNt ......................................................... 5-53
:ACTion:MAIL:MODE .......................................................... 5-53
:ACTion:MAIL? ..................................................................... 5-53
:ACTion:SAVE ....................................................................... 5-54
:ACTion? ................................................................................ 5-53
:COUNt? ................................................................................. 5-54
:EXECute ................................................................................ 5-54
:GONogo? .............................................................................. 5-53
:LOGic ...................................................................................... 5-54
:MODE ..................................................................................... 5-54
:NGCount? ............................................................................. 5-54
:PARameter:ITEM<x>:CAUSe? ........................................ 5-54
:PARameter:ITEM<x>:CONDition .................................... 5-54
:PARameter:ITEM<x>:MODE ............................................ 5-55
:PARameter:ITEM<x>:TRACe .......................................... 5-55
:PARameter:ITEM<x>:TYPE:< パラメータ > ................. 5-55
:PARameter:ITEM<x>:TYPE? ........................................... 5-55
:PARameter:ITEM<x>:VALue? ......................................... 5-55
:PARameter:ITEM<x>? ....................................................... 5-54
:PARameter? ......................................................................... 5-54
:SEQuence ............................................................................. 5-55
:STOPcount ........................................................................... 5-56
:TLINkage ............................................................................... 5-56
:TRANge ................................................................................. 5-56
:WAIT? .................................................................................... 5-56
:ZONE:EDIT<x>:EXIT .......................................................... 5-56
:ZONE:EDIT<x>:PART ........................................................ 5-56
:ZONE:EDIT<x>:WHOLe ..................................................... 5-57
:ZONE:ZONE<x>:CAUSe? ................................................. 5-57
:ZONE:ZONE<x>:CONDition ............................................. 5-57
:ZONE:ZONE<x>:MODE ..................................................... 5-57
:ZONE:ZONE<x>:SEND ...................................................... 5-57
:ZONE:ZONE<x>:TRACe ................................................... 5-57
:ZONE:ZONE<x>? ................................................................ 5-57
:ZONE? ................................................................................... 5-56
HCOPy グループ
:ABORt .................................................................................... 5-59
:COMMent .............................................................................. 5-59
:DIRection ............................................................................... 5-59
:EXECute ................................................................................ 5-59
:EXTPrinter:PRINter? .......................................................... 5-59
:EXTPrinter:SELect .............................................................. 5-59
:EXTPrinter:TONE ................................................................ 5-59
:EXTPrinter:TYPE ................................................................ 5-59
:EXTPrinter? .......................................................................... 5-59

索-6

:HCOPy? ................................................................................. 5-59
:NETPrint:TONE .................................................................... 5-60
:NETPrint:TYPE .................................................................... 5-60
:NETPrint? .............................................................................. 5-59
:PRINter:MAG ........................................................................ 5-60
:PRINter:RANGe ................................................................... 5-60
:PRINter:REPort .................................................................... 5-60
:PRINter:TLINkage ............................................................... 5-60
:PRINter:TYPE ...................................................................... 5-60
:PRINter? ................................................................................ 5-60
HISTory グループ
:ABORt .................................................................................... 5-63
:DISPlay ................................................................................... 5-63
:DMODe .................................................................................. 5-63
:EXECute ................................................................................ 5-63
:HISTory? ............................................................................... 5-63
:PARameter:ITEM<x>:CONDition .................................... 5-63
:PARameter:ITEM<x>:SOURce ........................................ 5-64
:PARameter:ITEM<x>:TYPE:< パラメータ > ................. 5-64
:PARameter:ITEM<x>:VALue? ......................................... 5-64
:PARameter:ITEM<x>? ....................................................... 5-63
:PARameter:LOGic ............................................................... 5-64
:PARameter:TLINkage ........................................................ 5-64
:PARameter:TRANge .......................................................... 5-64
:PARameter? ......................................................................... 5-63
:RECord ................................................................................... 5-64
:RECord? MINimum ............................................................ 5-64
:SMODe ................................................................................... 5-65
:TIME? ..................................................................................... 5-65
:ZONE:EDIT<x>:CONDition ............................................... 5-65
:ZONE:EDIT<x>:HORizontal .............................................. 5-65
:ZONE:EDIT<x>:SOURce ................................................... 5-65
:ZONE:EDIT<x>:VERTical .................................................. 5-66
:ZONE:EDIT<x>? .................................................................. 5-65
:ZONE:LOGic ......................................................................... 5-66
:ZONE? ................................................................................... 5-65
IMAGe グループ
:ABORt .................................................................................... 5-68
:COMMent .............................................................................. 5-68
:COMPression ....................................................................... 5-68
:EXECute ................................................................................ 5-68
:FORMat ................................................................................. 5-68
:IMAGe? .................................................................................. 5-68
:SAVE:ANAMing ................................................................... 5-68
:SAVE:CDIRectory ............................................................... 5-68
:SAVE:DRIVe ......................................................................... 5-68
:SAVE:NAME ......................................................................... 5-68
:SAVE? .................................................................................... 5-68
:SEND? .................................................................................... 5-69
:TONE ...................................................................................... 5-69
INITialize グループ
:EXECute ................................................................................ 5-69
:UNDO ..................................................................................... 5-69
LOGic グループ:{PODA¦PODB}:{BIT0¦BIT1¦BIT2¦BIT3¦BIT4¦BIT5¦BIT6¦BIT7}:DISplay ............................................................. 5-72

IM 701450-17

索引:{PODA¦PODB}:{BIT0¦BIT1¦BIT2¦BIT3¦BIT4¦BIT5¦BIT6¦BIT7}:LABel ................................................................ 5-72:{PODA¦PODB}:ALL:DISPlay ............................................ 5-72:{PODA¦PODB}:THReshold:TYPE ................................... 5-73:{PODA¦PODB}:THReshold:USERlevel .......................... 5-73:{PODA¦PODB}:THReshold? ............................................ 5-73:{PODA¦PODB}? ................................................................... 5-72
:FORMat ................................................................................. 5-72
:LOGic? ................................................................................... 5-72
:MODE ..................................................................................... 5-72
MATH グループ:BINary:{CHANnel<x>¦MATH1} ........................................ 5-77
:BINary? .................................................................................. 5-76
:DISPlay ................................................................................... 5-77
:FFT:POINts ........................................................................... 5-77
:FFT:SPOint ........................................................................... 5-77
:FFT:WINDow ........................................................................ 5-77
:FFT? ....................................................................................... 5-77
:INTegral:SPOint ................................................................... 5-77
:INTegral? ............................................................................... 5-77
:LABel ...................................................................................... 5-77
:MATH<x>? ........................................................................... 5-76
:MODE ..................................................................................... 5-77
:OPERation ............................................................................ 5-78
:SCALe:CENTer .................................................................... 5-78
:SCALe:MODE ...................................................................... 5-78
:SCALe:SENSitivity .............................................................. 5-78
:SCALe? ................................................................................. 5-78
:SMOothing ........................................................................... 5-78
:UNIT ........................................................................................ 5-78
:USERdefine:AVERage:CCOunt ...................................... 5-79
:USERdefine:AVERage:COUNt ........................................ 5-79
:USERdefine:AVERage:EWEight ..................................... 5-79
:USERdefine:AVERage:MODE ......................................... 5-79
:USERdefine:AVERage:TYPE ........................................... 5-80
:USERdefine:AVERage? .................................................... 5-79
:USERdefine:CONStant<x> .............................................. 5-80
:USERdefine:DEFine ............................................................ 5-80
:USERdefine:DISPlay .......................................................... 5-80
:USERdefine:FFT:POINts ................................................... 5-80
:USERdefine:FFT:WINDow ................................................ 5-80
:USERdefine:FFT? ............................................................... 5-80
:USERdefine:FILTer<x>:BAND ......................................... 5-80
:USERdefine:FILTer<x>:CUToff<x> ............................... 5-81
:USERdefine:FILTer<x>:TYPE .......................................... 5-81
:USERdefine:FILTer<x>? ................................................... 5-80
:USERdefine:LABel .............................................................. 5-81
:USERdefine:MREFerence ................................................ 5-81
:USERdefine:SCALe:CENTer ........................................... 5-81
:USERdefine:SCALe:MODE .............................................. 5-81
:USERdefine:SCALe:SENSitivity ...................................... 5-81
:USERdefine:SCALe? ......................................................... 5-81
:USERdefine:THReshold:CHANnel<x> .......................... 5-82
:USERdefine:THReshold:MATH<x> ............................... 5-82
:USERdefine:THReshold? ................................................. 5-82
:USERdefine:UNIT ............................................................... 5-82
:USERdefine? ........................................................................ 5-79
IM 701450-17

MEASure グループ:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:< パラメータ >:{MAXimum¦MEAN¦MINimum¦SDEVitation}? ................. 5-92:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:< パラメータ >:COUNt? .... 5-92:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:< パラメータ >:STATe ...... 5-92:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:< パラメータ >:VALue? .... 5-93:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:< パラメータ >? .................. 5-92:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:ALL ........................................ 5-89:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:COPY .................................... 5-89:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:MEASure:COUNt . 5-90:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:MEASure:SLOPe . 5-90:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:MEASure? ............. 5-89:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:REFerence:COUNt................................................................................................... 5-90:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:REFerence:SLOPe................................................................................................... 5-90:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:REFerence:SOURce................................................................................................... 5-90:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:REFerence:TRACe................................................................................................... 5-91:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:REFerence? ........... 5-90:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay:STATe ..................... 5-91:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DELay? ................................. 5-89:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DPRoximal:MODE .............. 5-91:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DPRoximal:PERCent ......... 5-91:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DPRoximal:UNIT ................. 5-91:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:DPRoximal? ......................... 5-91:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:METHod ............................... 5-92:{CHANnel<x>¦MATH<x>}? ............................................... 5-89
:AMODe .................................................................................. 5-89
:CONSt<x> ............................................................................. 5-93
:CYCLe:ABORt ..................................................................... 5-93
:CYCLe:EXECute .................................................................. 5-93
:CYCLe:TRACe ..................................................................... 5-93
:CYCLe? ................................................................................. 5-93
:HISTory:ABORt ................................................................... 5-93
:HISTory:EXECute ............................................................... 5-93
:MEASure? ............................................................................. 5-86
:MODE ..................................................................................... 5-93
:ONECycle .............................................................................. 5-94
:TLINkage<x> ........................................................................ 5-94
:TRANge<x> .......................................................................... 5-94
:USER<x>:{MAXimum¦MEAN¦MINimum¦SDEViation}?
................................................................................................... 5-95
:USER<x>:AREA<y>:ITEM ................................................ 5-94
:USER<x>:AREA<y>:TRACe ............................................ 5-94
:USER<x>:AREA<y>? ......................................................... 5-94
:USER<x>:COUNt? .............................................................. 5-94
:USER<x>:OPERation ......................................................... 5-95
:USER<x>:STATe ................................................................ 5-95
:USER<x>:UNIT .................................................................... 5-95
:USER<x>:VALue? .............................................................. 5-95
:USER<x>? ............................................................................. 5-94
:WAIT? .................................................................................... 5-95
PHASe グループ
:CHANnel<x> ......................................................................... 5-96
:MODE ..................................................................................... 5-96

索-7

1
2
3
4
5
6
7
付
索
索
引

索引
:PHASe? ................................................................................. 5-96
RECall グループ
:SETup<x>:EXECute ........................................................ 5-100
RPESet グループ
:ALL:PROBe .......................................................................... 5-98
:ALL:TYPE ............................................................................. 5-98
:ALL:USERdefine:LEVel ..................................................... 5-98
:ALL:USERdefine:OFFSet ................................................. 5-98
:ALL:USERdefine:VDIV ...................................................... 5-98
:CHANnel<x>:PROBe .......................................................... 5-98
:CHANnel<x>:TYPE ............................................................. 5-99
:CHANnel<x>:USERdefine:LEVel ..................................... 5-99
:CHANnel<x>:USERdefine:OFFSet ................................. 5-99
:CHANnel<x>:USERdefine:VDIV ...................................... 5-99
:CHANnel<x>:USERdefine? .............................................. 5-99
:CHANnel<x>? ...................................................................... 5-98
:EXECute ................................................................................ 5-99
:PRESet? ................................................................................ 5-98
:SELectch ............................................................................... 5-99
SEARch グループ
:ABORt ................................................................................. 5-105:ASCRoll:DIRection ........................................................... 5-105:ASCRoll:SPEed ................................................................. 5-106:ASCRoll? ............................................................................ 5-105:EDGE:COUNt ..................................................................... 5-106:EDGE:HYSTeresis ........................................................... 5-106:EDGE:LEVEl ....................................................................... 5-106:EDGE:SLOPe ..................................................................... 5-106:EDGE:SOURce .................................................................. 5-106:EDGE? ................................................................................. 5-106:EXECute ............................................................................. 5-106:MAG<x> .............................................................................. 5-106:MLINkage ........................................................................... 5-106:PLINkage ............................................................................ 5-106:POSition<x> ....................................................................... 5-107:PPATtern:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:HYSTeresis .. 5-107:PPATtern:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:LEVel .............. 5-107:PPATtern:{CHANnel<x>¦MATH<x>}:PATTern ....... 5-107:PPATtern:{CHANnel<x>¦MATH<x>}? ....................... 5-107:PPATtern:CLOCk:HYSTeresis .................................... 5-108:PPATtern:CLOCk:LEVel ................................................ 5-108:PPATtern:CLOCk:SLOPe .............................................. 5-108:PPATtern:CLOCk:SOURce ........................................... 5-108:PPATtern:CLOCk? .......................................................... 5-108:PPATtern:LOGic:{A0¦A1¦A2¦A3¦A4¦A5¦A6¦A7¦
B0¦B1¦B2¦B3¦B4¦B5¦B6¦B7} ........................................ 5-108:PPATtern:LOGic? ............................................................ 5-108:PPATtern? ......................................................................... 5-107:SEARch? ............................................................................ 5-105:SELect ................................................................................. 5-108:SELect? MAXimum ......................................................... 5-109:SPATtern:BIT ................................................................... 5-109:SPATtern:CLEar .............................................................. 5-109:SPATtern:CLOCk:HYSTeresis .................................... 5-109:SPATtern:CLOCk:LEVEl ................................................ 5-109:SPATtern:CLOCk:SLOPe .............................................. 5-109:SPATtern:CLOCk:SOURce ........................................... 5-109

索-8:SPATtern:CLOCk? .......................................................... 5-109:SPATtern:INTerval .......................................................... 5-110:SPATtern:LEVel ............................................................... 5-110:SPATtern:PATTern<x> ................................................. 5-110:SPATtern:PSELect ......................................................... 5-110:SPATtern:SOURce .......................................................... 5-110:SPATtern? ......................................................................... 5-109:SPI:ANALyze:ABORt ...................................................... 5-111:SPI:ANALyze:EXECute .................................................. 5-111:SPI:ANALyze:SETup:BITorder .................................... 5-112:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:HYSTeresis ............... 5-112:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:LEVel ........................... 5-112:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk:POLarity ...................... 5-112:SPI:ANALyze:SETup:CLOCk? ..................................... 5-112:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel<x>:LEVel .......... 5-113:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel<x>:MODE ........ 5-113:SPI:ANALyze:SETup:CS:CHANnel<x>? ................... 5-113:SPI:ANALyze:SETup:CS:ESTate ................................ 5-113:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic:{A0¦A1¦A2¦A3¦A4¦
A5¦A6¦A7} ........................................................................... 5-113:SPI:ANALyze:SETup:CS:LOGic? ................................ 5-113:SPI:ANALyze:SETup:CS? ............................................. 5-113:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:LEVel ...................... 5-114:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>:MODE ..................... 5-114:SPI:ANALyze:SETup:DATA<x>? ................................ 5-114:SPI:ANALyze:SETup:MPOSition ................................. 5-114:SPI:ANALyze:SETup:RPOint ........................................ 5-114:SPI:ANALyze:SETup? .................................................... 5-112:SPI:ANALyze? .................................................................. 5-111:SPI:LIST? ........................................................................... 5-114:SPI:SEARch:DATA:BYTE .............................................. 5-115:SPI:SEARch:DATA:HEXa<x> ....................................... 5-115:SPI:SEARch:DATA:PATTern<x> ................................ 5-115:SPI:SEARch:DATA? ....................................................... 5-114:SPI:SEARch:NEXT? ........................................................ 5-115:SPI:SEARch:PFORmat ................................................... 5-115:SPI:SEARch:PREVious? ................................................ 5-115:SPI:SEARch:SOURce ..................................................... 5-115:SPI:SEARch:TYPE ........................................................... 5-115:SPI:SEARch? .................................................................... 5-114:SPI? ..................................................................................... 5-111:SPOint ................................................................................. 5-115:TWINdow ............................................................................ 5-115:TYPE .................................................................................... 5-115:WIDTh:HYSTeresis ......................................................... 5-116:WIDTh:LEVel ..................................................................... 5-116:WIDTh:POLarity ............................................................... 5-116:WIDTh:SOURce ................................................................ 5-116:WIDTh:TIME<x> ............................................................... 5-116:WIDTh:TYPE ..................................................................... 5-116:WIDTh? ............................................................................... 5-116
SNAP グループ:SNAP ................................................................................... 5-117
SSTart グループ
:SSTart? .............................................................................. 5-117
STARt グループ
:STARt ................................................................................. 5-117
IM 701450-17

索引
STATus グループ
:CONDition? ........................................................................ 5-118:EESE .................................................................................... 5-118:EESR? ................................................................................. 5-118:ERRor? ............................................................................... 5-118:FILTer<x> ........................................................................... 5-119:QENable .............................................................................. 5-119:QMESsage ......................................................................... 5-119:SPOLl? ................................................................................ 5-119
STATus? ............................................................................. 5-118
STOP グループ:STOP ................................................................................... 5-119
STORe グループ
:SETup<x>:COMMent ..................................................... 5-120:SETup<x>:DATE? ........................................................... 5-120:SETup<x>:EXECute ........................................................ 5-120:SETup<x>:LOCK .............................................................. 5-120:SETup<x>? ........................................................................ 5-120:STORe? .............................................................................. 5-120
SYSTem グループ
:BATTery? .......................................................................... 5-122:CLICk ................................................................................... 5-122:CLOCk:DATE .................................................................... 5-122:CLOCk:MODE ................................................................... 5-122:CLOCk:SNTP:EXECute .................................................. 5-122:CLOCk:SNTP:GMTTime ................................................ 5-123:CLOCk:SNTP? ................................................................. 5-122:CLOCk:TIME ..................................................................... 5-123:CLOCk:TYPE ..................................................................... 5-123:CLOCk? .............................................................................. 5-122:LANGuage ......................................................................... 5-123:LCD:AUTO:MODE ............................................................ 5-123:LCD:AUTO:TIME .............................................................. 5-123:LCD:AUTO? ...................................................................... 5-123:LCD:BRIGhtness ............................................................. 5-123:LCD:MODE ......................................................................... 5-123:LCD? ................................................................................... 5-123:OCANcel ............................................................................. 5-123:OVERview .......................................................................... 5-123:SCSI:INITialize ................................................................... 5-124:SCSI:OWNid ...................................................................... 5-124:SCSI? .................................................................................. 5-124:SINFormation .................................................................... 5-124:SYSTem? ........................................................................... 5-122:TGATe ................................................................................ 5-124:USBKeyboard ................................................................... 5-124
TIMebase グループ
:SOURce .............................................................................. 5-125:SRATe? .............................................................................. 5-125:TDIV ..................................................................................... 5-125:TIMebase? ......................................................................... 5-125
TRIGger グループ
:ABN:COUNt ....................................................................... 5-131:ABN? ................................................................................... 5-131:ACTion:ACQCount .......................................................... 5-131:ACTion:BUZZer ............................................................... 5-132:ACTion:HCOPy ................................................................. 5-132
IM 701450-17:ACTion:IMAGe .................................................................. 5-132:ACTion:MAIL:COUNt ...................................................... 5-132:ACTion:MAIL:MODE ....................................................... 5-132:ACTion:MAIL? .................................................................. 5-132:ACTion:SAVE .................................................................... 5-132:ACTion:STARt .................................................................. 5-132:ACTion:STOP ................................................................... 5-132:ACTion? ............................................................................. 5-131:ADB:DELay ........................................................................ 5-132:ADB? ................................................................................... 5-132:ATRigger:CHANnel<x> .................................................. 5-133:ATRigger:CONDition ....................................................... 5-133:ATRigger? .......................................................................... 5-133:BTRigger:CHANnel<x> .................................................. 5-133:BTRigger:CONDition ....................................................... 5-133:BTRigger? .......................................................................... 5-133:DELay .................................................................................. 5-133:HOLDoff:TIME .................................................................. 5-133:HOLDoff? ........................................................................... 5-133:LOGic:{A0¦A1¦A2¦A3¦A4¦A5¦A6¦A7¦
B0¦B1¦B2¦B3¦B4¦B5¦B6¦B7} ........................................ 5-134:LOGic:CLOCk:BIT ............................................................ 5-134:LOGic:CLOCk:SLOPe ..................................................... 5-134:LOGic:CLOCk? ................................................................. 5-134:LOGic:CONDition ............................................................. 5-134:LOGic? ................................................................................ 5-133:MODE .................................................................................. 5-134:OR:CHANnel<x> ............................................................... 5-134:OR:WINDow ....................................................................... 5-135:OR? ...................................................................................... 5-134:PATTern:CHANnel<x> ................................................... 5-135:PATTern:CLOCk:SLOPe ............................................... 5-135:PATTern:CLOCk:SOURce ............................................ 5-135:PATTern:CLOCk? ........................................................... 5-135:PATTern:CONDition ........................................................ 5-135:PATTern? .......................................................................... 5-135:POSition .............................................................................. 5-135:SCOunt ............................................................................... 5-135:SIMPle:SOURce ............................................................... 5-136:SOURce:CHANnel<x>:COUPling ................................. 5-137:SOURce:CHANnel<x>:HFRejection ............................ 5-137:SOURce:CHANnel<x>:HYSTeresis ............................ 5-137:SOURce:CHANnel<x>:LEVel ........................................ 5-137:SOURce:CHANnel<x>:WIDTh ...................................... 5-138:SOURce:CHANnel<x>? .................................................. 5-137:SOURce? ........................................................................... 5-137:TRIGger? ............................................................................ 5-131:TV:FIELd ............................................................................. 5-138:TV:FRAMe ......................................................................... 5-138:TV:LEVel ............................................................................. 5-138:TV:LINE ............................................................................... 5-138:TV:POLarity ....................................................................... 5-138:TV:TYPE ............................................................................. 5-138:TV? ...................................................................................... 5-138:TYPE .................................................................................... 5-138:WIDTh:CHANnel<x> ........................................................ 5-139:WIDTh:CONDition ............................................................ 5-139

索-9

1
2
3
4
5
6
7
付
索
索
引

索引
:WIDTh:TIME<x> ............................................................... 5-139:WIDTh:TLINkage ............................................................. 5-139:WIDTh:TYPE ..................................................................... 5-139:WIDTh:WINDow ................................................................ 5-139:WIDTh? ............................................................................... 5-138[:SIMPle]:COUPling ........................................................... 5-136[:SIMPle]:HFRejection ...................................................... 5-136[:SIMPle]:HYSTeresis ...................................................... 5-136[:SIMPle]:LEVel .................................................................. 5-136[:SIMPle]:PROBe ............................................................... 5-136[:SIMPle]:SLOPe ............................................................... 5-136[:SIMPle]? ............................................................................ 5-135
WAVeform グループ
:BITS? .................................................................................. 5-140:BYTeorder ......................................................................... 5-141:DATaselect ........................................................................ 5-141:END ...................................................................................... 5-141:FORMat .............................................................................. 5-141:LENGth? ............................................................................. 5-141:OFFSet? ............................................................................. 5-141:RANGe? .............................................................................. 5-141:RECord ................................................................................ 5-141:RECord? MINimum .......................................................... 5-141:SEND? ................................................................................. 5-142:SIGN? .................................................................................. 5-142:SRATe? .............................................................................. 5-142:STARt ................................................................................. 5-142:TRACe ................................................................................ 5-142:TRIGger? ............................................................................ 5-142:TYPE? ................................................................................. 5-142:WAVeform? ....................................................................... 5-140
XY グループ:DISPlay ................................................................................ 5-143:MODE .................................................................................. 5-143:TLINkage ............................................................................ 5-143:TRANge .............................................................................. 5-144:XAXis ................................................................................... 5-144:XTRace ............................................................................... 5-144:XY<x>? ............................................................................... 5-143:YTRace ............................................................................... 5-144
ZOOM グループ:ALLOcation:{CHANnel<x>¦MATH<x>¦PODA¦PODB}................................................................................................ 5-146:ALLOcation:ALL .............................................................. 5-146:ALLOcation? ..................................................................... 5-146:FITMeasure ....................................................................... 5-146:FORMat .............................................................................. 5-146:MAG<x> .............................................................................. 5-146:MLINkage ........................................................................... 5-146:MODE .................................................................................. 5-146:PLINkage ............................................................................ 5-146:POSition<x> ....................................................................... 5-146:ZOOM? ............................................................................... 5-146
共通コマンドグループ*CAL? .................................................................................. 5-147*CLS ..................................................................................... 5-147*ESE ...................................................................................... 5-147

索-10*ESR? .................................................................................. 5-148*IDN? .................................................................................... 5-148*LRN? .................................................................................. 5-148*OPC ..................................................................................... 5-149*OPC? .................................................................................. 5-149*OPT? .................................................................................. 5-149*PSC ..................................................................................... 5-150*RST ..................................................................................... 5-150*SRE ..................................................................................... 5-150*STB? .................................................................................. 5-150*TST? .................................................................................. 5-150*WAI ...................................................................................... 5-150

IM 701450-17