FICHE TECHNIQUE

Type 8098

Débitmètre SAW FLOWave• Aucun obstacle à l’intérieur du tube de mesure, compact, poids réduit
et faible consommation en énergie• Conforme aux exigences en matière d'hygiène, compatible NEP et
SEP (nettoyage et stérilisation en place)• Idéal pour des liquides de conductivité faible ou nulle• Communication numérique, paramétrage par Communicator, affichage• En option : Certification ATEX/IECEx, II 3G/D

Les variantes de produits décrites dans la fiche technique peuvent différer de la présentation et de la description du produit.

Description du Type

Peut être associé à﻿Type 8802
﻿
Systèmes de vanne derégulation Continuous
ELEMENT - vue d’en﻿sembleType 8619
﻿multiCELL - Transmetteur/contrôleur multicanal,
﻿ multifonction﻿﻿Type 8647
AirLINE SP – Systèmed'automatisation élec﻿ tropneumatiqueType ME43
Passerelle de bus deterrain

﻿

﻿

﻿

﻿

Le débitmètre Type 8098 est un produit de la gamme FLOWave, basé sur la technologie SAW (Surface Acoustic Waves – ondes acoustiques de surface) et principalement conçu pour des applications présentant des exigences très strictes enmatière d’hygiène. Ceci est réalisé par l'utilisation de matériaux en acier inoxydable
approprié, d’un tube de mesure totalement exempt de pièces internes et d'uneconception hygiénique externe idéale.
Le débitmètre FLOWave offre un ensemble de fonctions intégrées, y compris desavantages en matière de flexibilité, de facilité de nettoyage, de faible encombrement, de poids réduit, d’installation et de manipulation simples, et est conforme àde nombreuses normes.
Des résultats optimaux de mesure peuvent être obtenus avec des liquides homogènes, exempts d'air et de particules solides. Pour des liquides à viscosité plusélevée, il est possible d’activer une compensation intégrée de la viscosité. L’appareil n’est pas destiné à la mesure de débit de gaz ou de vapeur. Cependant de telsdébits n’affectent en rien l’appareil. Il mesurera toujours correctement le débit desliquides qui s’écouleront après un passage de gaz ou vapeur dans le tube demesure.
Outre le débit volumique, une fonction optionnelle de mesure de la masse volumique est disponible. Avec cette option, le débit massique est calculé sur la basedes mesures du débit volumique et de masse volumique.
Des fonctions spéciales dérivées d’autres valeurs de process (facteur de différenciation (DF), facteur de transmission acoustique et concentration) offrent des informations supplémentaires sur le liquide utilisé (détails, voir chapitre « 7.2. Fonctions spéciales » à la page 31).

Standard | FR | fr | 2024-04-11 | 24
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, sous réserve de modification

Consulter la page web du produit

Type 8098

Table des matières
1.

Caractéristiques techniques générales
1.1..
1.2..
1.3..

1.4..

2.

4

À propos de l’appareil.......................................................................................................................................................................4
Toutes variantes................................................................................................................................................................................4
Débitmètre FLOWave L.....................................................................................................................................................................9
Avec ou sans communication industrielle.........................................................................................................................................9
Avec communication industrielle (variante Ethernet)......................................................................................................................11
Débitmètre FLOWave S..................................................................................................................................................................13

Homologations et conformités

14

2.1..
Remarques générales.....................................................................................................................................................................14
2.2..Conformité......................................................................................................................................................................................14
2.3..
Normes...........................................................................................................................................................................................14
2.4..
Directive des équipements sous pression......................................................................................................................................15
Appareil utilisé sur une tuyauterie...................................................................................................................................................15
2.5..
Protection contre les explosions.....................................................................................................................................................15
2.6..
Amérique du Nord (États-Unis/Canada).........................................................................................................................................15
2.7..
Produits alimentaires et boissons/Hygiène.....................................................................................................................................16
2.8..Autres..............................................................................................................................................................................................16
Protocole réseau.............................................................................................................................................................................16

3.

Matériaux
3.1..
3.2..

4.

Transmetteur du débitmètre FLOWave L sans communication industrielle...................................................................................20
Transmetteur du débitmètre FLOWave L avec communication industrielle (variante Ethernet).....................................................20
Transmetteur du débitmètre FLOWave S........................................................................................................................................20
Débitmètre avec raccordement clamp............................................................................................................................................21
Débitmètre avec raccordement à bride aseptique à épaulement (BF)...........................................................................................23
Débitmètre avec raccordement clamp aseptique à épaulement (BKS)..........................................................................................24
Débitmètre avec raccordement fileté..............................................................................................................................................25

6.2..
6.3..

27

Consignes d’installation..................................................................................................................................................................27
Mesure de débit..............................................................................................................................................................................27
Sélection du diamètre nominal.......................................................................................................................................................28
Possibilités de montage..................................................................................................................................................................29
Débitmètre FLOWave L...................................................................................................................................................................29
Débitmètre FLOWave S..................................................................................................................................................................29

Fonctionnement du produit
7.1..
7.2..

25

Diagramme température du fluide..................................................................................................................................................25
Tableau des écarts de mesure........................................................................................................................................................26
Tableau des temps de rafraîchissement.........................................................................................................................................27

Installation du produit
6.1..

7.

20

Descriptions des performances
5.1..
5.2..
5.3..

6.

Bürkert resistApp............................................................................................................................................................................16
Spécifications des matériaux..........................................................................................................................................................17
Débitmètre FLOWave L sans communication industrielle..............................................................................................................17
Débitmètre FLOWave L avec communication industrielle..............................................................................................................18
Débitmètre FLOWave S..................................................................................................................................................................19

Dimensions
4.1..
4.2..
4.3..
4.4..
4.5..
4.6..
4.7..

5.

16

30

Principe de mesure.........................................................................................................................................................................30
Fonctions spéciales........................................................................................................................................................................31

Consulter la page web du produit

2 | 42

Type 8098

8.

Caractéristiques et configuration du produit
8.1..

9.

31

Configuration du produit.................................................................................................................................................................31

Accessoires du produit

32

10. Informations de commande32

10.1..
10.2..
10.3..
10.4..
10.5..
10.6..

10.7..

10.8..

La boutique en ligne Bürkert...........................................................................................................................................................32
Recommandation relative à la sélection des produits....................................................................................................................33
Filtre produit Bürkert.......................................................................................................................................................................33
Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert..............................................................................................34
Modèle 3D Bürkert..........................................................................................................................................................................34
Tableau de commande du débitmètre FLOWave L avec ou sans communication industrielle......................................................34
Raccordement clamp selon DIN 32676 série A pour conduite selon DIN 11866 série A (DIN 11850)...........................................34
Raccordement clamp selon DIN 32676 série B pour conduite selon DIN 11866 série B (ISO 1127).............................................35
Raccordement clamp selon DIN 32676 série C pour conduite selon DIN 11866 série C (ASME BPE)..........................................36
Raccordement fileté selon DIN 11851 série A pour conduite selon DIN 11866 serie A (DIN 11850).............................................37
Tableau de commande du débitmètre FLOWave S........................................................................................................................38
Raccordement clamp DIN 32676 série A pour conduite DIN 11866 série A (DIN 11850)..............................................................38
Raccordement clamp DIN 32676 série B pour conduite DIN 11866 série B (ISO 1127)................................................................39
Raccordement clamp DIN 32676 série C pour conduite DIN 11866 série C (ASME BPE).............................................................40
Raccordement fileté selon DIN 11851 série A pour conduite selon DIN 11866 serie A (DIN 11850).............................................41
Tableau de commande des accessoires.........................................................................................................................................42

Consulter la page web du produit

3 | 42

Type 8098

1.

Caractéristiques techniques générales

1.1. À propos de l’appareil
Le débitmètre Type 8098 est constitué• soit d’un capteur de débit Type S097 et d’un transmetteur FLOWave L (variante débitmètre FLOWave L) disponible avec ou sanscommunication industrielle (la variante FLOWave L avec communication industrielle, identifiable par les 2 connecteurs ronds femelles
M12 et le connecteur mâle M12, est appelée la variante Ethernet),• soit d’un capteur de débit Type S097 et d’un transmetteur FLOWave S (variante débitmètre FLOWave S).

1.2. Toutes variantes
Remarque :• Les données suivantes s’appliquent à toutes les variantes mentionnées ci-dessus.
• Dans le tableau suivant, le terme « pleine échelle » fait référence à la pleine échelle du débit volumétrique, c’est-à-dire le débit correspondant à une vitesse d’écoulement de 10 m/s.
Caractéristiques du produit
Matériau
Assurez-vous que les matériaux de l’appareil sont compatibles avec le fluide utilisé. D’autres informations sont disponibles au chapitre« 3.1. Bürkert resistApp » à la page 16.
D’autres informations sur les matériaux sont disponibles au chapitre « 3.2. Spécifications des matériaux » à la page 17.
Éléments sans contact avec le fluideBoîtier capteur• Pour capteur avec taille de raccordement au process ≤ DN 50/2" : acier inoxydable 304/1.4301• Pour capteur avec taille de raccordement au process > DN 50/2" : acier inoxydable 316L/1.4435
Éléments en contact avec le fluide
Tube de mesure et raccordement Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta
au process
Qualité de surface
Tube de mesure (surface interne)• Ra < 0,8 µm ou

Dimensions
Élément de mesure
Principe de mesure• Ra < 0,4 µm (électropoli) selon la norme ISO 4288
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 4. Dimensions » à la page 20.
Transducteurs dits interdigités
Basée sur les ondes acoustiques de surface (Surface Acoustic Waves - SAW).

Plage de mesure
Mesure du débit volumétrique

0…1,7 m3/h à 0…200 m3/h
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 10.6. Tableau de commande du débitmètre
FLOWave L avec ou sans communication industrielle » à la page 34 ou « 10.7. Tableau decommande du débitmètre FLOWave S » à la page 38.
0,8…1,3 g/cm3 (inactive par défaut, sélectionnable sur demande)
0…1 360 kg/h jusqu’à 0…260 000 kg/h (inactive par défaut, sélectionnable sur demande)

Mesure de masse volumique 1.)
Mesure du débit massique 1.)

Consulter la page web du produit

4 | 42

Type 8098

Mesure de température
Fonction spéciale- 20…+ 140 °C
Actives par défaut, désélectionnables sur demande• ATF : facteur de transmission acoustique• DF : facteur de différenciation
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 7.2. Fonctions spéciales » à la page 31.
Caractéristiques de performance
Mesure du débit volumétriqueDans les conditions de référence, à savoir : fluide = eau exempte de bulles de gaz et de particules solides, température ambiante et del’eau = 23 °C ± 1 °C et temps de rafraîchissement court, maintien du profil d’écoulement turbulent ou laminaire et distances amont(40 x DN)/aval (1 x DN) respectées, dimensions des conduites adaptées. L’écart par rapport aux conditions de référence peut être ajusté
par une adaptation du facteur K de correction intégré ou une méthode d’apprentissage.
Écart de mesure• De 10 % de la pleine échelle à la pleine échelle : ± 0,4 % de la valeur mesurée• De 1 % de la pleine échelle à 10 % de la pleine échelle : < ± 0,08 % de la pleine échelle
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.2. Tableau des écarts de mesure » à la page26.
• De 10 % de la pleine échelle à de la pleine échelle : ± 0,2 % de la valeur mesurée

Répétabilité• De 1 % de la pleine échelle à 10 % de la pleine échelle : ± 0,04 % de la pleine échelle
Sélectionnable entre très court, court et long
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.3. Tableau des temps de rafraîchissement » àla page 27.

Temps de rafraîchissement

Mesure de masse volumique
En option 1.)
Dans les conditions de référence, à savoir : fluide = eau exempte de bulles de gaz et de particules solides, température ambiante et del’eau = 23 °C ± 1 °C. Les écarts par rapport aux conditions de référence, en particulier l’exposition de l’appareil à des températuressupérieures à 90 °C, peuvent être ajustés grâce à une procédure d’ajustement intégrée (voir manuel d‘utilisation Type 8098 ).
Écart de mesure• Ajustement standard du produit : ± 2 % de la valeur mesurée• Après Teach-In : ± 1 % de la valeur mesurée (à la valeur de la masse volumique Teach-In)± 1 % de la valeur mesurée
Sélectionnable entre très court, court et long
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.3. Tableau des temps de rafraîchissement » àla page 27.

Répétabilité
Temps de rafraîchissement

Mesure du débit massique
En option 1.)
Dans les conditions de référence, à savoir : fluide = eau exempte de bulles de gaz et de particules solides, température ambiante et del’eau = 23 °C ± 1 °C et temps de rafraîchissement court, maintien du profil d’écoulement turbulent ou laminaire et distances amont(40 x DN)/aval (1 x DN) respectées, dimensions des conduites adaptées. L’écart par rapport aux conditions de référence peut être ajusté
par une adaptation du facteur K de correction intégré ou une méthode d’apprentissage.
Écart de mesure• Facteur K standard :– De 10 % de la pleine échelle à de la pleine échelle : ± 2,4 % de la valeur mesurée– De 1 % de la pleine échelle à 10 % de la pleine échelle : ± (2 % de la valeur mesurée + 0,08 % dela pleine échelle)• Après Teach-In :– De 10 % de la pleine échelle à de la pleine échelle : ± 1,4 % de la valeur mesurée– De 1 % de la pleine échelle à 10 % de la pleine échelle : ± (1 % de la valeur mesurée + 0,08 % dela pleine échelle)
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.2. Tableau des écarts de mesure » à la page26.
• De 10 % de la pleine échelle à de la pleine échelle : ± 1,2 % de la valeur mesurée

Répétabilité• De 1 % de la pleine échelle à 10 % de la pleine échelle : ± (1 % de la valeur mesurée + 0,04 % de lapleine échelle)
Sélectionnable entre très court, court et long
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.3. Tableau des temps de rafraîchissement » àla page 27.

Temps de rafraîchissement

Mesure de température
Écart de mesure• Pour T° ≤ 100 °C : ± 1 °C

Temps de rafraîchissement• Pour 100 °C < T° < 140 °C : ± 1,5 %Env. 0,1 s

Consulter la page web du produit

5 | 42

Type 8098

Mesure de la densité primitive En option 1.)
de moût (degré Plato)
Dans des conditions de référence avec du moût de bière d‘orge en circulation, exempt de bulles de gaz et de solides, mesuré à température ambiante = 23 °C ± 1 °C. Pour d‘autres types de moût, un comportement différent de l’appareil peut être observé. Dans ce cas,ajustez l’appareil à l‘aide des menus de concentration. Voir le supplément au manuel d’utilisation pour la mesure de la concentration
Type 8098  pour plus d’informations.
Performance / Cas d’utilisation À la sortie de la cuve-filtreÀ la sortie de la chaudière àÀ la sortie du refroidisseur dedes mesures(«Lauter Tun»)
moût
moût
8…25 °P
5…25 °P
Plage de mesure
0…25 °P
Température du fluide
65…80 °C
70…100 °C
5…25 °C
Écart de mesure± 0,5 °P
± 0,5 °P
± 0,5 °P
Répétabilité± 0,2 °P
± 0,2 °P
± 0,2 °P
0,01 °P
0,01 °P
Résolution
0,01 °P
Le fluide utilisé pour mesurer les degrés Plato étant différent de l’eau, les performances en débit volumétrique peuvent variées par rapport
à celles mentionnées précedemment (voir « Mesure du débit volumétrique » à la page 5). Dans ce cas, ajustez les mesures aux
conditions du process via le processus d’apprentissage.
Caractéristiques électriques
Tension de service
12…35 V DC ± 10 %, filtrée et régulée
Connexion au réseau électrique : permanente, au travers d‘un circuit TBTS (très basse tension de sécurité) et d‘une alimentation à niveau d‘énergie non dangereux (LPS, en anglais Limited Power Source).
Source d‘alimentation (nonSource à puissance limitée selon la norme UL/EN 62368‑1 ou à circuit à énergie limitée selon §9.4 defournie)la norme UL/EN 61010‑1
Protection contre l’inversion deOuipolarité DC
Câble d’alimentation
Pour presse-étoupe• Section de fils 0,2…1,5 mm2• En laiton nickelé :– câble avec température limite de fonctionnement supérieure à + 80 °C,– blindé, diamètre 5…14 mm• En acier inoxydable :– câble avec température limite de fonctionnement supérieure à + 80 °C,– blindé, diamètre 6…12 mm• Câble avec température limite de fonctionnement supérieure à + 80 °C

Pour connecteur mâle M12, 5
pôles (codage A)• Blindé, diamètre 3…6,5 mm• Section de fils 0,75 mm pour le raccordement à un connecteur femelle M12, 5 pôles (codage A, nonfourni)• Câble avec température limite de fonctionnement supérieure à + 80 °C

Pour connecteur femelle M12, 4
pôles (codage D)• Catégorie min. 5e / CAT‑5, longueur max. 100 m, conducteur blindé avec STP min.

Caractéristiques des fluides
FluideLes liquides doivent être non dangereux, homogènes, sans bulles d’air ou de gaz, sans matières ensuspension 2.) et doivent être conformes à l’article 4, du §1 de la directive 2014/68/EU. D’autres
informations sont disponibles au chapitre « 2.4. Directive des équipements sous pression » à lapage 15.
Par défaut, le FLOWave est réglé pour un fluide dont la vitesse du son 3.) est comprise• entre 1000 m/s et 2000 m/s pour raccordement au process DN 08, ⅜" et ½"• entre 800 m/s et 2300 m/s pour raccordement au process DN ≥ 15 ou ≥ ¾".
• - 20…+ 110 °C. La température maximale du fluide peut être réduite par la température ambiante.

Température du fluide• Conditions max. pour procédure de stérilisation : jusqu’à + 140 °C (+ 130 °C pour la variante ATEX/
IECEx) pour une durée de 60 min• Gradient maximal de température : 10 °C/s (mesuré par le capteur intégré de l’appareil)
Pression du fluide (max.)
DN / Norme de la conduite
DN 08, ⅜", ½"
DN 15, ¾", DN 25, 1", 1½"
DN 40
DN 50, 2"
DN 65, 2½", DN 80, 3"

Consulter la page web du produit

DIN 11850
PN 25
PN 25
PN 25
PN 16
PN 10



ISO 1127
PN 25
PN 25
PN 16
PN 16
PN 10

ASME BPE
PN 25
PN 25
–
PN 16
PN 10

SMS 3008
–
PN 25
PN 25
PN 16
–

6 | 42

Type 8098

Raccordement au process/à la conduite & communication
Taille de raccordement au process / Taille de la conduite 4.) selon
DIN 32676 série A / DIN 11850
Clamp : DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65 et DN 80
DIN 32676 série B / ISO 1127
Clamp : DN 08, DN 15, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65 et DN 80
DIN 32676 série C / ASME BPE
Clamp : ⅜", ½", ¾", 1", 1½", 2", 2½" et 3"
DIN 11864‑2 forme A série A /Bride aseptique à épaulement (BF) 5.) : DN 15, DN 25, DN 40 et DN 50
DIN 11850
DIN 11864‑2 forme A série B /Bride aseptique à épaulement (BF) 5.) : DN 08, DN 15, DN 25, DN 40 et DN 50
ISO 1127
DIN 11864‑2 forme A série C /Bride aseptique à épaulement (BF) 5.) : ½", ¾", 1", 1½" et 2"
ASME BPE
DIN 11864‑3 forme A série A /Clamp aseptique à épaulement (BKS) 5.) : DN 15, DN 25, DN 40 et DN 50
DIN 11850
DIN 11864‑3 forme A série B /Clamp aseptique à épaulement (BKS) 5.) : DN 08, DN 15, DN 25, DN 40 et DN 50
ISO 1127
DIN 11864‑3 forme A série C /Clamp aseptique à épaulement (BKS) 5.) : ½", ¾", 1", 1½" et 2"
ASME BPE
SMS 3017 / SMS 3008
Clamp : DN 25, DN 40 et DN 50
DIN 11851 série A / DIN 11850
Filetage : DN 65 et DN 80
État de l‘appareil
Anneau lumineux LED selon NAMUR NE 107
Homologations et conformitésDirectives
Directive CE
Directive des équipements souspression

D’autres informations sur la directive CE sont disponibles au chapitre « 2.3. Normes » à la page 14.
• Conforme à l’article 4, paragraphe 1 de la directive 2014/68/UE.
D’autres informations sur la directive des équipements sous pression sont disponibles au chapitre« 2.4. Directive des équipements sous pression » à la page 15.
• Sur demande : certificat CRN 0C21751 6.)
Sur demande : ATEX/IECEx
Sur demande : UL Listed pour les États-Unis et le Canada

Protection contre les explosions
Amérique du Nord (États-Unis/
Canada)Produits alimentaires etboissons/Hygiène• 3-A (28‑06) Sanitary Standards Inc.
• EHEDG (Type EL CLASS I) 7.)• Déclaration de conformité FDA• Sur demande :– certificat USP classe VI– certificat ECR1935/2004• Certificat de réception 3.1

Matériaux• Certificat de conformité ASME BPE• Sur demande :– certificat de conformité pour la qualité de surface DIN 4762, EN ISO 4287, EN ISO 4288
– certificat de conformité pour les procédés de passivation et d’électropolissage• Rapport de test fluidique (test concernant le débit volumétrique ou les débits volumétrique etmassique, si choix de l’option masse volumique et débit massique)Autres• Sur demande :– certificats d’étalonnage (débit volumétrique, débits volumétrique et massique et masse volumique)– relevé de contrôle 2.2– déclaration fabricant MTBF (MTBF pour Mean Time Between Failures en anglais, c.-à-d. letemps moyen entre deux défaillances successives)
Environnement et installation
Température ambiante• Fonctionnement : dépend de la température du fluide.
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.1. Diagramme température du fluide » à lapage 25.
• Stockage : - 20…+ 70 °C≤ 85 %, sans condensation
Max. 2000 m
Fonctionnement continu
Appareil fixe

Humidité de l‘air relative
Altitude absolue
Condition de fonctionnement
Mobilité de l‘appareil

Consulter la page web du produit

7 | 42

Type 8098

Domaine d’utilisation

En intérieur et en extérieur
Protéger l’appareil des perturbations électromagnétiques, des rayons ultraviolets et en cas d’utilisation
à l’extérieur des intempéries.
IP65, IP67 (selon EN 60529), NEMA 4X (selon NEMA205), avec appareil câblé et connecteurs enfichés,presse-étoupes serrés et couvercles vissés jusqu’en butée. Les presse-étoupes inutilisés doivent êtrefermés avec les joints obturateurs fournis (montés lors de la livraison de l’appareil). L’embase deconnecteur M12 inutilisée doit être protégée avec le bouchon à visser.
Catégorie I selon UL/EN 61010‑1
Degré 2 selon UL/EN 61010‑1

Indice de protection 8.)

Catégorie d’installation
Degré de pollution

1.) Uniquement pour un débitmètre avec une taille de raccordement au process de DN 08…DN 80 ou ½"…3"2.) Pour les fluides hors de cette gamme, vérifiez la disponibilité et la stabilité du signal dans le DN cible ou les conditions de process, ou contactez votre agence Bürkert.
3.) Réglage personnalisé sur demande. Contacter votre agence commerciale Bürkert.
4.) Voir les tableaux des dimensions du capteur aux chapitres « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21, « 4.5. Débitmètre avec raccordement à bride aseptiqueà épaulement (BF) » à la page 23, « 4.6. Débitmètre avec raccordement clamp aseptique à épaulement (BKS) » à la page 24 et « 4.7. Débitmètre avec raccordement fileté »à la page 25.
5.) En allemand : BF = Bundflansch, BKS= Bundklemmstutzen
6.) Uniquement pour un débitmètre avec une taille de raccordement au de ¾"…2", en attente pour les autres tailles.
7.) La conformité EHEDG pour• le raccord clamp selon la norme DIN 32676 n’est valable que s’il est utilisé en combinaison avec des joints conformes à l’EHEDG de Combifit International B.V.
• le raccord fileté selon la norme DIN 11851 n’est valable que s’il est utilisé en combinaison avec des joints conformes à la norme EHEDG de
1. Kieselmann GmbH, Allemagne (joints de mise à niveau ASEPTO-STAR k-flex) ou
2. Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (Pays-Bas). (jeu de joints néerlandais SKS DIN 11851 EHEDG avec joint intérieur en EPDM ou FKM).
8.) Non évalué par l’UL, seul l’IP64 est évalué par l’organisme notifié ATEX et par l’organisme certifié IECEx.

Consulter la page web du produit

8 | 42

Type 8098

1.3. Débitmètre FLOWave L
Le débitmètre FLOWave L est disponible en quatre variantes du transmetteur :• Transmetteur en acier inoxydable avec presse-étoupes et connecteur mâle M12 en laiton nickelé,• Transmetteur en acier inoxydable avec presse-étoupes et connecteur mâle en acier inoxydable (variante tout inox),• Transmetteur en acier inoxydable avec connecteurs ronds M12, mâle et femelle en acier inoxydable et communication industrielle(variante Ethernet),• Transmetteur en acier inoxydable avec presse-étoupes et connecteur mâle en acier inoxydable (variante ATEX/IECEx).

Avec ou sans communication industrielle
Les données suivantes s’appliquent à toutes les variantes (sauf indication contraire).
Caractéristiques du produit
Matériau
D’autres informations sur les matériaux sont disponibles au chapitre « 3.2. Spécifications des matériaux » à la page 17.
Éléments sans contact avec le fluide
Couvercle d’obturation
Acier inoxydable 304/1.4301
Boîtier transmetteur
Acier inoxydable 304/1.4301
Élément de terre fonctionnelle
Vis cylindrique, rondelle, ressort de rondelle en acier inoxydable A4 et écrou à rivet aveugle en acierinoxydable 1.4578/A4
Élément d’équilibrage de laMembrane en ePTFE (polytétrafluoroéthylène expansé), joint torique en Silicone 60 Shore A, corps enpressionacier inoxydable
Module d’affichage
Verre flotté, acier inoxydable 304/1.4301 et joint en EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)
Joint
Silicone VMQ (Silicone méthyle vinyle)Embase de connecteur M12 et• Connecteur femelle M12, 4 pôlesbouchon à visser– corps en acier inoxydable 304L/1.4307, support de contact en PBT GF30 (Polytéréphtalate debutylène renforcé 30 % fibre de verre) et joint en EPDM
• Connecteur mâle M12, 5 pôles– corps en laiton nickelé et joint en NBR (Butadiène Acrylonitrile) ou– corps en acier inoxydable 316L/1.4404 et joint en NBR ou en silicone VMQ• Corps en laiton nickelé et joint en TPE (élastomère thermoplastique) ou

Presse-étoupe• Corps en acier inoxydable 304L/1.4307 et joint en TPE (conforme à la norme FDA) ou• Corps en acier inoxydable 316L/1.4404 et joint en EPDM
POM (polyoxyméthylène) noir, PA6 ou PA• 2,4", graphique monochrome (240 x 160 pixels)

Bouchon d’obturation
Afficheur• Langues : allemand, anglais, françaisPoids (environ, en kg)

DN 08,
DN 15,
DN 25,
⅜", ½"
¾"
1"
Clamp
2,1
2
2,2
Bride
2,3
2,4
2,7
Filetage (filetage laitier)–––
Caractéristiques de performance
Résolution de la fréquence
0,05 Hz sur la plage 0…2000 Hz
Incertitude de la sortie 4…20 mA ± 0,04 mA
Résolution de la sortie 4…20 mA 0,8 μA

Consulter la page web du produit

DN 40,
1½"
3
3,6–

DN 50,
2"
3,2
3,8
–

DN 65,
2½"
5,4
6
5,7

DN 80,
3"
5,5
6.2
6,1

9 | 42

Type 8098

Caractéristiques électriques
Puissance absorbéeHors consommation des sorties• Appareil avec 2 presse-étoupes M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles : max. 5 W• Appareil avec 2 connecteurs ronds femelles M12, 4 pôles et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles,variante Ethernet : max. 8 W• Appareil avec 2 connecteurs ronds femelles M12, 4 pôles et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles,variante Ethernet, avec afficheur : max. 9 W

SortieNombre de sorties
Sortie numérique

Valable uniquement pour les variantes non-Ethernet
3 (1 numérique, 1 analogique et 1 configurable en numérique ou en analogique)
Information de surcharge (par la fonction diagnostic du logiciel)
Transistor :• Type : NPN ou PNP (par câblage), collecteur ouvert, isolation galvanique• Mode de fonctionnement : impulsion (par défaut), On/Off, seuil, fréquence (configurable parl’utilisateur)• 10 kHz, 5…35 V DC, 700 mA max., durée max. de l’impulsion : 2 s,limites sélectionnables :– 0,0001…10 000 impulsions/litre ou 0,0001…9 999,99 litres/impulsion– 0,0001…10 000 impulsions/kg ou 0,0001…9 999.99 kg/impulsion 1.)• Protégée contre les inversions de polarité et les surcharges
Détection de boucle ouverte (par la fonction diagnostic du logiciel)
Courant :• 4…20 mA

Sortie analogique• 3,6 mA ou 22 mA pour indiquer une erreur (uniquement lorsque l’échelle 4…20 mA est sélectionnée) ; isolation galvanique ;• Impédance de boucle max. : 1300 Ω à 35 V DC, 1000 Ω à 30 V DC, 700 Ω à 24 V DC, 450 Ω à
18 V DC
Raccordement au process/à la conduite & communication
Raccordement électrique
2 presse-étoupes M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles (codage A) pour les variantes
non-Ethernet uniquement
Transmission des données
Communication externe via büS (bus système Bürkert, protocole CANopen)
Environnement et installation
Température ambiante
Fonctionnement :• Appareil avec 2 presse-étoupes M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles :– - 10…+ 70 °C ou - 10…+ 40 °C pour la variante ATEX/IECEx, si - 20 °C ≤ température du fluide≤ 80 °C– Pour une température du fluide > 80 °C, la température ambiante maximale diminue linéairementde 70 °C à 40 °C ou de 40 °C à 30 °C pour la variante ATEX/IECEx.
Cela signifie que pour une température du fluide de 80 °C, la température ambiante maximale nedoit pas dépasser 70 °C (ou 40 °C pour la variante ATEX/IECEx) et que pour une température du
fluide de 140 °C (130 °C pour la variante ATEX/IECEx), la température ambiante maximale nedoit pas dépasser 40 °C (30 °C pour la variante ATEX/IECEx).
• Appareil avec 2 connecteurs ronds femelles M12, 4 pôles et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles(variante Ethernet) : - 10…+ 55 °C
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.1. Diagramme température du fluide » à lapage 25.
1.) Uniquement si l’option masse volumique et débit massique est activée

Consulter la page web du produit

10 | 42

Type 8098

Avec communication industrielle (variante Ethernet)
Raccordement au process/à la conduite & communication
Raccordement électrique
2 connecteurs ronds femelles M12, 4 pôles (codage D) et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles (codage A)
Communication industrielle
Protocole réseau pris en charge• Modbus TCP• PROFINET• EtherNet/IP• EtherCAT• 2 voyants Link/Act LEDs (verts)

Diode électroluminescente• 2 voyants Link LEDs (jaunes)
Protocole Modbus TCP
Protocole
Topologie de réseau

Protocole Internet, version 4 (IPv4)• Arbre• Étoile

Configuration IP• Linéaire (guirlande ouverte)• Adresse IP statiqueVitesse de transmission• Non pris en charge : BOOTP (Protocole Bootstrap) ; DHCP (Protocole Dynamic Host Configuration)
10 ou 100 MBit/s

Protocole PROFINET
Spécification PROFINET IO
Topologie de réseau

V2.3• Arbre• Étoile• Anneau (guirlande fermée)• Linéaire (guirlande ouverte)• LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Gestion de réseau

• SNMP V1 (Protocole Simple Network Management)• MIB (Management Information Base)• DCP (Discovery and Configuration Protocol)

Configuration IP• Manuelle (Nom de l’appareil et réglage IP)
100 MBit/s duplex
CC-B

Vitesse de transmission
Classe de conformité maximale
prise en charge
Redondance média (pourtopologie en anneau)
Fichier GSDml

MRP Client pris en charge
Voir Device Description Files Type 8098  sur le site web sous « Logiciel ».

Protocole EtherNet/IP
Protocole
Topologie de réseau

Protocole Internet, version 4 (IPv4)• Arbre• Étoile• Anneau (guirlande fermée)• Linéaire (guirlande ouverte)• Adresse IP statique

Configuration IP• BOOTP (Protocole Bootstrap)• DHCP (Protocole Dynamic Host Configuration)
10 ou 100 MBit/s
Semi-duplex, duplex, auto-négociation
Auto-MDIX

Vitesse de transmission
Mode duplex
Mode MDI (Medium DependantInterface)
Objet standard prédéfini
Fichier EDS

Consulter la page web du produit

Identity, Message Router, Assembly, Connection Manager, DLR, QoS, TCP/IP Interface, EtherNet Link
Voir Device Description Files Type 8098  sur le site web sous « Logiciel ».

11 | 42

Type 8098

Protocole EtherCAT 1.)
Interface industriel Ethernet X1,
X2
Nombre maximum de donnéesd’entrée/sortie cycliques
Nombre maximum de donnéesd’entrée cycliques
Nombre maximum de donnéesde sortie cycliques
Communication acyclique (CoE)

X1 : EtherCAT IN, X2 : EtherCAT OUT
512 octets au total
1024 octets
1024 octets• SDO• SDO maître-esclaveType
Unité de gestion de mémoire debus de terrain (FMMU)
Gestionnaires de Synchro.
Vitesse de transmission
Homologations et conformitésAutres• SDO esclave-esclave (dépend de la capacité du maître)Esclave complexe
84
100 Mbit/s
Protocole réseaux :• PROFINET• EtherNet/IP• EtherCAT®

1.) EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée, sous licence Beckhoff Automation GmbH.

Consulter la page web du produit

12 | 42

Type 8098

1.4. Débitmètre FLOWave S
Le débitmètre FLOWave S est disponible en quatre variantes de transmetteur :• Transmetteur en acier inoxydable, sans sortie, avec connecteur mâle M12, 5 pôles, en acier inoxydable• Transmetteur en acier inoxydable avec 2 sorties configurables (DO/AO) et connecteur mâle M12, 8 pôles en acier inoxydable• Transmetteur en acier inoxydable, sans sortie, avec connecteur mâle M12, 5 pôles, en acier inoxydable (variante ATEX/IECEx)• Transmetteur en acier inoxydable avec 2 sorties configurables (DO/AO) et connecteur mâle M12, 8 pôles en acier inoxydable (variante
ATEX/IECEx).

Caractéristiques du produit
Matériau
D’autres informations sur les matériaux sont disponibles au chapitre « 3.2. Spécifications des matériaux » à la page 17.
Éléments sans contact avec le fluide
Couvercle
Acier inoxydable 304/1.4301
Guide optique
PC (polycarbonate) et joint torique en EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)Boîtier transmetteur
Acier inoxydable 304/1.4301
Élément de terre fonctionnelle
Vis cylindrique, rondelle, ressort de rondelle en acier inoxydable A4 et cavalier de la borne de terre enacier inoxydable 304L
Joint
Entre le capteur et le transmetteur : silicone VMQ (silicone méthyle vinyle)Embase de connecteur M12 etConnecteur mâle M12, 5 ou 8 pôles : acier inoxydable 316L/1.4404 et 303/1.4305 et avec joint enbouchon à visser
EPDM
Poids (environ, en kg)

DN 08,
⅜", ½"
1,7
1,9
–

Clamp
BridesFiletage (filetage laitier)
Caractéristiques électriques
Puissance absorbée

DN 15,
¾"
1,6
2,0
–

DN 25,
1"
1,8
2,3
–

DN 40,
1½"
2,6
3,2
–

DN 50,
2"
2,8
3,4
–

DN 65,
2½"
5,0
5.6
5,3

DN 80,
3"
5,1
5.8
5,7

• Pour les appareils sans sortie : max. 2,5 W• Pour les appareils à 2 sorties (DO/AO) : max. 5 W

SortieNombre de sorties
Sortie numérique

Uniquement pour les appareils avec connecteur mâle M12, 8 pôles
2, chacune configurable en sortie numérique ou analogique
Information de surcharge (par la fonction diagnostic du logiciel)
Transistor :• Type : NPN ou PNP (par câblage), collecteur ouvert, isolation galvanique• Mode de fonctionnement : impulsion (par défaut), On/Off, seuil, fréquence (configurable parl’utilisateur)• 10 kHz, 5…35 V DC, 700 mA max., durée max. de l’impulsion : 2 s,limites sélectionnables :– 0,0001…10 000 impulsions/litre ou 0,0001…9 999,99 litres/impulsion– 0,0001…10 000 impulsions/kg ou 0,0001…9 999.99 kg/impulsion 1.)• Protégée contre les inversions de polarité et les surcharges
Détection de boucle ouverte (par la fonction diagnostic du logiciel)
Courant :• 4…20 mA

Sortie analogique• 3,6 mA ou 22 mA pour indiquer une erreur (uniquement lorsque l’échelle 4…20 mA est sélectionnée) ; isolation galvanique ;• Impédance de boucle max. : 1300 Ω à 35 V DC, 1000 Ω à 30 V DC, 700 Ω à 24 V DC, 450 Ω à
18 V DC
Raccordement au process/à la conduite & communication
Raccordement électrique• 1 connecteur mâle M12, 5 pôles (codage A) pour appareil sans sortie• 1 connecteur mâle M12, 8 pôles (codage A) pour appareil avec 2 sorties

Consulter la page web du produit

13 | 42

Type 8098

Transmission des données• Appareil sans sortie : communication externe via büS (bus système Bürkert, protocole CANopen)• Appareil avec 2 sorties : raccordement büS uniquement au Bürkert Communicator pour la configuration et la mise à jour du logiciel de l‘appareil. En raison de l‘absence de blindage CAN, la communication büS/ CANopen conventionnelle n‘est pas recommandée.

Environnement et installation
Température ambiante

Fonctionnement :• Toutes les variantes sauf variante ATEX/IECEx :– - 10…+ 70 °C si - 20 °C ≤ température du fluide ≤ 80 °C– Pour une température du fluide > 80 °C, la température ambiante maximale diminue linéairementde 70 °C à 40 °C.
Cela signifie que pour une température du fluide de 80 °C, la température ambiante maximale nedoit pas dépasser 70 °C et que pour une température du fluide de 140 °C, la températureambiante maximale ne doit pas dépasser 40 °C.
• Variante ATEX/IECEx :– - 10…+ 60 °C si - 20 °C ≤ température du fluide ≤ 100 °C– pour une température du fluide > 100 °C, la température ambiante maximale diminue linéairementde 60 °C à 45 °C.
Cela signifie que pour une température du fluide de 100 °C, la température ambiante maximale
ne doit pas dépasser 60 °C et que pour une température du fluide de 130 °C, la températureambiante maximale ne doit pas dépasser 45 °C.
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 5.1. Diagramme température du fluide » à lapage 25.

1.) Uniquement si l’option masse volumique et débit massique est activée

2.

Homologations et conformités

2.1. Remarques générales• Les certifications et conformités énumérés ci-après doivent être mentionnées lors de la demande de renseignements. C’est la seulefaçon de s’assurer que le produit est conforme à toutes les spécifications requises.
• Toutes les variantes disponibles d’appareils ne peuvent pas être livrées avec les certifications ou les conformités énumérées ci-après.

2.2. Conformité
Conformément à la déclaration de conformité, le produit est conforme aux directives de l‘UE.

2.3. Normes
Les normes appliquées justifiant la conformité aux directives UE peuvent être consultées dans l‘attestation d‘examen de type UE et/ou ladéclaration de conformité UE (si applicable).

Consulter la page web du produit

14 | 42

Type 8098

2.4. Directive des équipements sous pression
L‘appareil est conforme à l‘article 4, paragraphe 1 de la directive des équipements sous pression 2014/68/EU dans les conditions suivantes :Appareil utilisé sur une tuyauterie
Remarque :• Les données du tableau sont indépendantes de la compatibilité chimique du matériau et du fluide.
• PS = pression maximale admissible (en bar) ; DN = diamètre nominal de la tuyauterie.
Type de fluide
Fluide du groupe 1, article 4, paragraphe 1.c.i
Fluide du groupe 2, article 4, paragraphe 1.c.i
Fluide du groupe 1, article 4, paragraphe 1.c.ii
Fluide du groupe 2, article 4, paragraphe 1.c.ii

Conditions
DN ≤ 25
DN ≤ 32 ou PS*DN ≤ 1000
DN ≤ 25 ou PS*DN ≤ 2000
DN ≤ 200 ou PS ≤ 10 ou PS*DN ≤ 5000

2.5. Protection contre les explosions
Homologation

Description
En option : protection contre les explosions
Comme appareil de catégorie 3 adapté à la zone 2/22 (en option).
Marquage Ex des composants selon le tableau suivant :Débitmètre FLOWave L
ATEX• II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Débitmètre FLOWave S
ATEX• II 3G Ex ec IIC T4 Gc• II 3D Ex tc IIIC T110 °C Dc ou T130 °C Dc• II 3D Ex tc IIIC T130 °C Dc

IECEx• Ex ec IIC T4 Gc

IECEx• Ex ec IIC T4 Gc• Ex tc IIIC T110 °C Dc ou T130 °C Dc• Ex tc IIIC T130 °C Dc

Mesures à prendre pour satisfaire aux exigences ATEX/IECEx : se reporter au• Supplément Type 8098 FLOWave L | Variante ATEX/IECEx  ou
• Supplément Type 8098 FLOWave S | Variante ATEX/IECEx sous manuel d’utilisation.
La certification Ex n’est valable que si l’appareil Bürkert est utilisé comme décrit dans le supplément ATEX/
IECEx. Si des modifications non autorisées sont apportées à l’appareil, la certification Ex devient caduque.

2.6. Amérique du Nord (États-Unis/Canada)
Homologation

Description
En option : UL Listed pour les États-Unis et le Canada
Les produits sont UL Listed pour les États-Unis et le Canada selon :• UL 61010‑1 (ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT, CONTROL, AND LABORATORY USE –Part 1 : General Requirements)• CAN/CSA-C22.2 No. 61010‑1
Numéro de certificat : 2017‑10‑27‑E237737

Consulter la page web du produit

15 | 42

Type 8098

2.7. Produits alimentaires et boissons/Hygiène
Homologation

Description
3-A Sanitary Standards Inc. (valable pour la clé variable PE05)
Les produits sont conformes à la norme 3-A Sanitary Standards Inc. (3-A SSI) selon le certificat.
Numéro d’autorisation du certificat : 1178
EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) (Type EL CLASS I) (valable pour la clé variable
PI01)
La conformité EHEDG n’est valable que• si l’appareil avec raccord clamp selon la norme DIN 32676 est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit
International B.V• si l’appareil avec raccord fileté selon la norme DIN 11851 est utilisé en combinaison avec des joints de– 1. Kieselmann GmbH, Allemagne (joints de mise à niveau ASEPTO-STAR k-flex) ou– 2. Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (Pays-Bas). (jeu de joints néerlandais SKS DIN 11851 EHEDG
avec joint intérieur en EPDM ou FKM).

Conformité
FDA

USP

Description
FDA – Code of Federal Regulations (valable pour la clé variable PL02 ou PL03)
Les appareils sont conformes dans leur composition au Code of Federal Regulations, publié par la FDA (Food andDrug Administration, USA) selon la déclaration du fabricant.
United States Pharmacopeial Convention (USP) (valable pour la clé variable PL04)
Tous les matériaux en contact avec le fluide sont biocompatibles selon la déclaration du fabricant.
Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (valable pour la clé variable PL01 ou PL02)
Tous les matériaux en contact avec le fluide sont conformes au règlement CE 1935/2004 selon la déclaration dufabricant.

2.8. Autres
Protocole réseau
Homologation

Description
PROFINET
Numéro de certificat : Z12446
EtherNet/IP
Numéro de document : 11839
EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée, sous licence Beckhoff Automation GmbH.

3.

Matériaux

3.1. Bürkert resistApp
Bürkert resistApp – Tableau des résistances chimiques
Souhaitez-vous garantir la fiabilité et la longévité des matériaux dans votre application ?
Vérifiez votre combinaison entre le fluide et le matériau sur notre site Web ou avec notre
resistApp.
Tester maintenant la résistance chimiqueConsulter la page web du produit

16 | 42

Type 8098

3.2. Spécifications des matériaux
Débitmètre FLOWave L sans communication industrielle
Remarque :L’image suivante décrit un appareil avec 2 presse-étoupes M20 × 1,5, 1 connecteur mâle M12, 5 pôles et un raccordement clamp.
1
2
3
4
4

14

7

5a

5b

5c

6a

6b

6c

8
9
10
11
12
13

N°
1
2
3

4
5a

Élément
Couvercle d’obturation
Module d’affichage
DEL multicolore derrière le joint (utilisé, par exemple,
pour indiquer l’état dans lequel se trouve le produit,
basé sur la norme NAMUR NE 107)Boîtier du transmetteur
Presse-étoupes (variante tout inox)

5b
5c
6a
6b

Presse-étoupes
Presse-étoupes (variante ATEX/IECEx)
Bouchon d’obturation (variante tout inox)
Bouchon d’obturation

Acier inoxydable 304/1.4301
Corps en acier inoxydable 304L/1.4307 et joint en TPE (conforme à la norme
FDA)
Corps en laiton nickelé et joint en TPE
Corps en acier inoxydable 316L/1.4404 et joint en EPDM
PA6
POM noir

6c
7Bouchon d’obturation (variante ATEX/IECEx)
Connecteur mâle M12 (câblé au büS) avec bouchond’obturation à visser

PA• Corps en acier inoxydable 316L/1.4404 et joint en NBR (si équipé de 5a)ou en silicone VMQ (si équipé de 5c) ou

8Terre fonctionnelle

9
10
11

Joint
Couvercle d’obturation
Corps du capteuru13

Tube de mesure du capteur
Raccordement au process (raccords clamp ou
raccords à brides)
Élément d’équilibrage de la pression

14

Consulter la page web du produit

Matériau
Acier inoxydable 304/1.4301
Verre flotté, acier inoxydable 304/1.4301
Silicone VMQ• Corps en laiton nickelé et joint en NBR (si équipé de 5b)
Vis cylindrique, rondelle, ressort de rondelle en acier inoxydable A4 et écrou
à rivet aveugle en acier inoxydable 1.4578/A4
Silicone VMQAcier inoxydable 304/1.4301
Pour capteur avec raccordement au process :• ≤ DN 50/2" : acier inoxydable 304/1.4301

• > DN 50/2" : acier inoxydable 316L/1.4435
Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta
Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta
Membrane en ePTFE, joint torique en silicone 60 Shore A et corps en acierinoxydable (316L/1.4404)

17 | 42

Type 8098

Débitmètre FLOWave L avec communication industrielle
Remarque :L’image suivante décrit un appareil (variante Ethernet) avec 2 connecteurs femelles M12, 4 pôles, 1 connecteur mâle M12, 5 pôles et un
raccordement à brides.
1
2
3
4
4

13

5

6
7
8

9
10
11
12

N°
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Élément
Couvercle d’obturation
Module d’affichage
DEL multicolore derrière le joint (utilisé, par exemple,
pour indiquer l’état dans lequel se trouve le produit,
basé sur la norme NAMUR NE 107)Boîtier du transmetteur
Connecteurs ronds femelles M12, 4 pôles avec
bouchon à visser
Connecteur mâle M12 (câblé au büS) avec bouchond’obturation à visser
Terre fonctionnelle
Joint
Couvercle d’obturation
Corps du capteur
Tube de mesure du capteur
Raccordement au process (raccords clamp ou
raccords à brides)
Élément d’équilibrage de la pression

Matériau
Acier inoxydable 304/1.4301
Verre flotté, acier inoxydable 304/1.4301
Silicone VMQAcier inoxydable 304/1.4301
Corps en acier inoxydable 304L/1.4307, support de contact en PBT GF30 etjoint en EPDM
Corps en acier inoxydable 316L/1.4404 et joint en NBR
Vis cylindrique, rondelle, ressort de rondelle : acier inoxydable A4 ; écrou à
rivet aveugle : acier inoxydable 1.4578/A4
Silicone VMQAcier inoxydable 304/1.4301
Acier inoxydable 304/1.4301 1.)
Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta
Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta
Membrane : ePTFE ; Joint torique : silicone 60 Shore A ;Corps : acier inoxydable (316L/1.4404)

1.) Si des raccordements clamp selon DIN 32676 ou à filetage (laitier) selon DIN 11851 sont utilisés à la place des raccordements à brides, le matériau du boîtier du capteur pour les
DN > 50 est de l’acier inoxydable 316L/1.4435.

Consulter la page web du produit

18 | 42

Type 8098

Débitmètre FLOWave S
Remarque :L’image suivante décrit un appareil avec 1 connecteur mâle M12, 5 pôles et un raccordement clamp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

N°
1
2

3
4

5
6
7
8
9

Élément
Couvercle
Guide optique pour la visualisation de l’état (utilisé,
par exemple, pour indiquer l’état dans lequel setrouve le produit, basé sur la norme NAMUR NE 107)Boîtier du transmetteur
Connecteur mâle M12, 5 pôles (câblé au büS) avec
bouchon d’obturation à visser ou connecteur mâleM12, 8 pôles (câblé au büS comme entrée demaintenance 1.) et 2 x DO/AO) avec bouchond’obturation à visser
Terre fonctionnelle
Joint
Corps du capteur
Tube de mesure du capteur
Raccordement au process (raccords clamp ou
raccords à brides)

Matériau
Acier inoxydable 304/1.4301
PC et joint torique en EPDM

Acier inoxydable 304/1.4301
Acier inoxydable 316L/1.4404 ou 303/1.4305 et joint en EPDM

• Vis cylindrique, rondelle, ressort de rondelle : acier inoxydable A4• Cavalier de la borne de terre : acier inoxydable 304L
Silicone VMQAcier inoxydable 304/1.4301
Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta
Acier inoxydable 316L/1.4435 à faible teneur en ferrite delta

1.) Connexion büS au Bürkert Communicator uniquement pour la configuration et la mise à jour du logiciel de l‘appareil. En raison de l‘absence de blindage CAN, la communication
büS/CANopen conventionnelle n‘est pas recommandée.

Consulter la page web du produit

19 | 42

Type 8098

4.

Dimensions

4.1. Transmetteur du débitmètre FLOWave L sans communication industrielle
Remarque :Dimensions en mm, sauf indication contraire

136
Avec 2 presse-étoupes M20 x 1,5
en laiton nickelé
et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles

Avec 2 presse-étoupes M20 x 1,5
en acier inoxydable
et 1 connecteur mâle M12, 5 pôlesvariante tout inox

92

136

90

136

90

Avec 2 presse-étoupes M20 x 1,5
en acier inoxydable
et 1 connecteur mâle M12, 5 pôlesvariante ATEX/IECEx

4.2. Transmetteur du débitmètre FLOWave L avec communication industrielle (variante Ethernet)
Remarque :Dimensions en mm, sauf indication contraire

136

75

Variante Ethernet
avec 2 connecteurs femelles M12, 4 pôleset 1 connecteur mâle M12, 5 pôles

4.3. Transmetteur du débitmètre FLOWave S
Remarque :Dimensions en mm, sauf indication contraire

70

102,5

∅ 91
Avec 1 connecteur mâle M12,
5 ou 8 pôles

Consulter la page web du produit

20 | 42

Type 8098

4.4. Débitmètre avec raccordement clamp
Remarque :• Dimensions en mm, sauf indication contraire• Raccordement clamp selon DIN 32676 série A, B ou C, ou SMS 3017
Capteur avec taille de raccordement au process ≤ DN 50/2"

∅ 91

50

max. 92

57

HS1
∅ D1
∅D
∅ D3

HS

∅ D2

∅G

HL

70

HL1

∅ 91

136

∅ 91

L1
L

125

Capteur avec taille de raccordement au process > DN 50/2"∅ 91

max. 92

50

57

HS1
∅D
∅ D3

HS

∅ D2

∅G

HL

HL1

70

136

∅ 91

∅ 91

L1
L

Consulter la page web du produit

21 | 42

Type 8098

Taille raccordement
HL
HS
HL1
HS1
L
L1
ØD
Ø D1
process et conduite[mm][pouce]Clamp selon DIN 32676 série A et conduite du process selon DIN 11866 série A (DIN 11850)
08
–
250
184
220
154
158
105
10
10
–
250
184
220
154
166
105
16
15,75
15 1.)
–
250
184
220
154
236
105
26
22,1
25 1.)
–
250
184
200
134
326
180
38
34,8
40 1.)
–
250
184
200
134
306
180
50
47,5
50 1.)
65
–
321
255
251
185
300
210
66
66
80
–
321
255
251
185
300
210
81
81
Clamp selon DIN 32676 série B et conduite du process selon DIN 11866 série B (ISO 1127)
08
–
250
184
220
154
158
105
10,3
10,3
15
–
250
184
220
154
168
105
18,1
18,1
–
250
184
220
154
168
105
18,1
18,1
15 2.)
25
–
250
184
220
154
175
120
29,7
29,7
40
–
250
184
200
134
273
180
44,3
44,3
50
–
250
184
200
134
273
180
56,3
56,3
65
–
321
255
251
185
300
210
72,1
72,1
80
–
321
255
251
185
300
210
84,3
84,3
Clamp selon DIN 32676 série C et conduite du process selon DIN 11866 série C (ASME BPE)
–
⅜
250
184
220
154
158
105
7,75
7,75
–
½
250
184
220
154
158
105
9,4
9,4
–
¾
250
184
220
154
143
105
15,75
15,75
–
1
250
184
220
154
143
105
22,1
22,1
–
1½
250
184
200
134
273
180
34,8
34,8
–
2
250
184
200
134
273
180
47,5
47,5
–
2½
321
255
251
185
300
210
60,2
60,2
–
3
321
255
251
185
300
210
72,9
72,9
Clamp selon SMS 3017 et conduite du process selon SMS 3008
–
250
184
220
154
143
105
22,6
22,1
25 1.)
–
250
184
200
134
273
180
35,6
34,8
40 1.)
–
250
184
200
134
273
180
48,6
47,5
50 1.)

Ø D2

Ø D3

ØG

14
19,05
25,4
38,1
50,8
70
85

34
34
50,5
50,5
64
91
106

60,3
60,3
60,3
91
91
139,7
139,7

14
21,3
21,3
33,7
48,3
60,3
76,1
88,9

25
50,5
34
50,5
64
77,5
91
106

60,3
60,3
60,3
60,3
91
91
139,7
139,7

14
14
19,05
25,4
38,1
50,8
63,5
76,2

25
25
25
50,5
50,5
64
77,5
91

60,3
60,3
60,3
60,3
91
91
139,7
139,7

25,4
38,1
50,8

50,5
50,5
64

60,3
91
91

1.) DIN 32676 série A et SMS 3017 basées sur les tailles de tube de mesure ASME BPE avec raccord clamp concentrique adapté, conception selon les directives EHEDG DOC8
2.) Similaire à DIN 32676 série B, mais avec raccord clamp de 34,0Consulter la page web du produit

22 | 42

Type 8098

4.5. Débitmètre avec raccordement à bride aseptique à épaulement (BF)
Remarque :• Dimensions en mm, sauf indication contraire• Raccordement à bride aseptique à épaulement (BF) selon DIN 11864‑2 forme A série A, B ou C
∅ 91

50

max. 92

57

HS1

∅ D1
∅D
∅ D3

HS

∅ D2

∅G

HL

70

HL1

∅ 91

136

∅ 91

K

ø

J

L2
L1
L

125

Taille raccordement
HL
HS
HL1
HS1
L
L1
L2
ØD
Ø D1 Ø D2
process et conduite[mm][pouce]Brides selon DIN 11864‑2 Série A et conduite du process selon DIN 11866 Série A (DIN 11850)
–
250
184
220
154
166
163
105
16
15,75 19,05
151,)
–
250
184
220
154
240
237
105
26
22,1
25,4
251,)
–
250
184
200
134
330
327
180
38
34,8
38,1
401,)
–
250
184
200
134
310
307
180
50
47,5
50,8
501,)
65
–
321
255
251
185
300
297
210
66
66
70
80
–
350
283
265
199
300
297
210
81
81
85
Brides selon DIN 11864‑2 Série B et conduite du process selon DIN 11866 Série B (ISO 1127)
08
–
250
184
220
154
158
155
105
10,3
10,3
14
15
–
250
184
220
154
173
170
105
18,1
18,1
21,3
25
–
250
184
220
154
190
187
120
29,7
29,7
33,7
40
–
250
184
200
134
278
275
180
44,3
44,3
48,3
50
–
250
184
200
134
265
262
180
56,3
56,3
60,3
65
–
350
283
265
199
300
29
210
72.1
72.1
76.1
80
–
350
283
265
199
300
197
210
84.3
84.3
88.9
Brides selon DIN 11864‑2 Série C et conduite du process selon DIN 11866 Série C (ASME BPE)
–
½
250
184
220
154
158
155
105
9,4
9,4
14
–
¾
250
184
220
154
171
168
105
15,75 15,75 19,05
–
1
250
184
220
154
168
165
105
22,1
22,1
25,4
–
1½
250
184
200
134
278
275
180
34,8
34,8
38,1
–
2
250
184
200
134
278
275
180
47,5
47,5
50,8

Ø D3

G

ØJ

K

59
70
82
94
113
133

60,3
60,3
91
91
139.7
168.3

9
9
9
9
9
11

42
53
65
77
95
112

54
62
74
88
103
125
137

60,3
60,3
60,3
91
91
168.3
168.3

9
9
9
9
9
11
11

37
45
57
71
85
104
116

54
59
66
79
92

60,3
60,3
60,3
91
91

9
9
9
9
9

37
42
49
62
75

1.) DIN 11864‑2 série A basée sur les tailles de tube de mesure ASME BPE avec raccord à bride concentrique adapté, conception selon les directives EHEDG DOC8

Consulter la page web du produit

23 | 42

Type 8098

4.6. Débitmètre avec raccordement clamp aseptique à épaulement (BKS)
Remarque :• Dimensions en mm, sauf indication contraire• Raccordement clamp aseptique à épaulement (BKS) selon DIN 11864‑3 forme A série A, B ou C

∅ 91

max. 92

50

57

HS1
∅D
∅ D3

∅ D1

184

∅ D2

∅G

250

70

HL1

∅ 91

136

∅ 91

L2
L1

125

L

Taille raccordement
HL1
HS1
L
L1
L2
ØD
Ø D1
process et conduite[mm][pouce]Clamp selon DIN 11864‑3 Série A et conduite du process selon DIN 11866 Série A (DIN 11850)
220
154
166
163
105
16
15,75
151,)
220
154
240
237
105
26
22,1
251,)
200
134
330
327
180
38
34,8
401,)
200
134
310
307
180
50
47,5
501,)
Clamp selon DIN 11864‑3 Série B et conduite du process selon DIN 11866 Série B (ISO 1127)
08
–
220
154
158
155
105
10,3
10,3
15
220
154
169
166
105
18,1
18,1
25
220
154
190
187
120
29,7
29,7
40
200
134
280
277
180
44,3
44,3
50
200
134
271
268
180
56,3
56,3
Clamp selon DIN 11864‑3 Série C et conduite du process selon DIN 11866 Série C (ASME BPE)
–
½
220
154
158
155
105
9,4
9,4
–
¾
220
154
167
164
105
15,75
15,75
–
1
220
154
164
161
105
22,1
22,1
–
1½
200
134
278
275
180
34,8
34,8
–
2
200
134
279
276
180
47,5
47,5

Ø D2

Ø D3

ØG

19,05
25,4
38,1
50,8

34
50,5
64
77,5

60,3
60,3
91
91

14
21,3
33,7
48,3
60,3

34
34
50,5
64
91

60,3
60,3
60,3
91
91

14
19,05
25,4
38,1
50,8

34
34
50,5
64
77,5

60,3
60,3
60,3
91
91

1.) DIN 11864‑3 série A basée sur les tailles de tube de mesure ASME BPE avec raccord clamp concentrique adapté, conception selon les directives EHEDG DOC8

Consulter la page web du produit

24 | 42

Type 8098

4.7. Débitmètre avec raccordement fileté
Remarque :• Dimensions en mm, sauf indication contraire• Raccordement fileté selon DIN 11851 série A

∅ 91

50

max. 92

57

HS1
∅D

∅ D3

HS

∅ D2

∅G

HL

HL1

70

∅ 91

136

∅ 91

L2
L1
L

150

Taille raccordement
HL
process et conduite[mm]
Filetage selon DIN 11851
65
321
80
321

HS

HL1

HS1

L

L1

L2

ØD

Ø D2

Ø D3 1.)

ØG

255
255

251
251

185
185

300
300

284
284

210
210

66
81

70
85

Rd 95 x ¹∕₆
Rd 110 x ¼

139,7
139,7

1.) Filetage selon DIN 405‑1

5.

Descriptions des performances

Température ambiante °C

5.1. Diagramme température du fluide
Plage de température autoriséepour une durée limitée, max. 1 heure

80
70

Variante FLOWave L avec 2 presse-étoupes M20 x 1,5 et
1 connecteur mâle M12, 5 pôlesouvariante FLOWave S avec 1 connecteur mâle M12, 5 ou 8 pôles

60
50

Variante FLOWave S avec 1 connecteur mâle M12, 5 ou 8 pôles(variante ATEX/IECEx)

4030

Variante FLOWave L avec 2 presse-étoupes M20 x 1,5 et
1 connecteur mâle M12, 5 pôles (variante ATEX/IECEx)

20

Variante FLOWave L avec 2 connecteurs femelles M12, 4 pôleset 1 connecteur mâle M12, 5 pôles (variante Ethernet)

10
-20

0
0
-10

20

40

60

Consulter la page web du produit

80



100

120

140

160
Température du ﬂuide °C

25 | 42

Type 8098

5.2. Tableau des écarts de mesure
Remarque :• Ce tableau indique les écarts de mesure en fonction du diamètre de la conduite et des normes de raccordement au process, par plage
de mesure.
• Dans le tableau suivant, le terme « pleine échelle » fait référence à la pleine échelle du débit volumétrique, c’est-à-dire le débit correspondant à une vitesse d’écoulement de 10 m/s.
DN

Norme deconduite

⅜"

ASME BPE½"

ASME BPE

08

DIN 11850
ISO 1127¾"

ASME BPE

15

DIN 11850
ISO 1127

1"

ASME BPE25

SMS 3008
DIN 11850
ISO 1127

1½"

ASME BPE40

SMS 3008
DIN 11850
ISO 1127

2"

ASME BPE50

SMS 3008
DIN 11850
ISO 1127

2½"

ASME BPE

65

DIN 11850
ISO 1127

3"

ASME BPE

80

DIN 11850
ISO 1127

Vitesse d‘écoulement dans le tube de mesureen [m/s]
0,1
en % de la pleine échelle
10,017
Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,025Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,028Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,03Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,07Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,073
Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,10Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,14Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,14Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,19Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,25Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,34Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,36Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,41Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,56Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,64Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,67Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,71Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
0,90Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
1,02Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
1,23Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
1,47Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
1,50Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
1,85Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle
2,00Plage de débit volumétrique (m3/h]± 0,08 % de la pleine échelle

Consulter la page web du produit



1
10
0,17
0,25
0,28
0,3
0,7
0,73
1,0
1,4
1,4
1,9
2,5
3,4
3,6
4,1
5,6
6,4
6,7
7,1
9,0
10,2
12,3
14,7
15,0
18,5
20,0

10
100
1,7
± 0,4 % de la valeur mesurée
2,5± 0,4 % de la valeur mesurée
2,8± 0,4 % de la valeur mesurée
3,0± 0,4 % de la valeur mesurée
7,0± 0,4 % de la valeur mesurée
7,3± 0,4 % de la valeur mesurée
10± 0,4 % de la valeur mesurée
14± 0,4 % de la valeur mesurée
14± 0,4 % de la valeur mesurée
19± 0,4 % de la valeur mesurée
25± 0,4 % de la valeur mesurée
34± 0,4 % de la valeur mesurée
36± 0,4 % de la valeur mesurée41± 0,4 % de la valeur mesurée
56± 0,4 % de la valeur mesurée64± 0,4 % de la valeur mesurée
67± 0,4 % de la valeur mesurée71± 0,4 % de la valeur mesurée
90± 0,4 % de la valeur mesurée102± 0,4 % de la valeur mesurée123± 0,4 % de la valeur mesurée147± 0,4 % de la valeur mesurée
150± 0,4 % de la valeur mesurée
185± 0,4 % de la valeur mesurée
200± 0,4 % de la valeur mesurée

26 | 42

Type 8098

5.3. Tableau des temps de rafraîchissement
Mode sélectionnable
Très court
Court
Long

6.

Mesure du débit volumétrique~ 25 ms~ 40 ms~ 75 ms

Mesure de masse volumique
1s
1s
0.5 s

Mesure du débit massique~ 25 ms~ 40 ms~ 75 ms

Installation du produit

6.1. Consignes d’installation
Mesure de débit
Remarque :L’appareil ne convient pas pour une utilisation dans des gaz et des vapeurs. Cependant, leur débit n’a aucun effet négatif sur l’appareil etson fonctionnement. Les autres liquides, qui s’écoulent ensuite à nouveau, sont mesurés correctement comme auparavant.
L’étalonnage en usine du FLOWave est effectué dans des conditions de référence avec des sections d’entrée (40 × DN) et de sortie (1 × DN)
et le diamètre intérieur correspondant des conduites. L’écart par rapport aux conditions de référence peut facilement être réglé par un
réglage du facteur K intégré ou par une procédure d’apprentissage. Nous pouvons vous aider si nécessaire, n’hésitez pas à nous contacter.
L’appareil peut être installé sur une conduite horizontale, oblique ou verticale. Mais une installation sur un tuyau vertical est plus appropriéepour éviter les bulles d’air ou de gaz à l’intérieur de la zone de mesure.
Pour un bon fonctionnement, le tube de mesure doit toujours être totalement rempli.
Selon les normes 3-A et EHEDG, un angle d’au moins 5° (pour raccord SMS ou série A) ou 3° (pour tous les autres raccords disponibles)
par rapport à l’horizontale est nécessaire pour assurer une vidange complète. Cependant, cette exigence n’est pas nécessaire pour le bonfonctionnement du débitmètre FLOWave.
La taille de la conduite peut être déterminée en utilisant le diagramme de sélection du diamètre nominal de la conduite. Voir chapitre « 6.2.
Sélection du diamètre nominal » à la page 28.

Consulter la page web du produit

27 | 42

Type 8098

6.2. Sélection du diamètre nominal
Le graphique suivant permet de déterminer le DN approprié de la conduite et du raccord pour l’application, en fonction de la vitessed’écoulement et du débit. L’intersection de la vitesse d’écoulement et du débit du fluide dans le diagramme mène au diamètre approprié.

• Vitesse d’écoulement optimale : 2…3 m/s
Résultat : Sélectionner un diamètre de DN 40 ou DN 50
Exemple 2 :Débitmètre avec raccordement au process selon
DIN 32676 série A (conduite DIN 11850) ou
DIN 11864‑2 série A (conduite DIN 11850)• Débit nominal : 10 m3/h
• Vitesse d’écoulement optimale : 2…3 m/s
Résultat : Sélectionner un diamètre de DN 40 ou DN 50

Norme de la conduite ISO 1127
Norme de la conduite ASME BPE,
DIN 11850 ou SMS 3008

Débit

Exemple 1 :Débitmètre avec raccordement au process selon
DIN 32676 série B (conduite ISO 1127) ou
DIN 11864‑2 forme A série B (conduite ISO 1127)• Débit nominal : 10 m3/h

US gpm
1000
500

200
100
50

20
10
5

2
1
0,5

0,2
0,1
0,05

Consulter la page web du produit



l/min
5000

2000
1000

Diamètre exemple 1
Diamètre exemple 2

m3/h
300
200

DN 80
3"
DN 65
2½"
DN 50
2", DN 50
DN 40

100
50

1½", DN 40
DN 25

500
20
200
100

1", DN 25

10

DN 15
¾", DN 15

5

50

DN 08
½"
⅜"

2
20
10

1
0,5

5
0,2
2
1

0,1
0,05

0,5
0,02
0,2

0,01

0,1

0,3 0,50,3 0,5

1

3

1
3

5

5

10 m/s1030 fpsVitesse d'écoulement

28 | 42

Type 8098

6.3. Possibilités de montage
Débitmètre FLOWave L
Le produit est livré comme le décrit la position 1 du schéma, ci-dessous. Le transmetteur peut être positionné par pas de 90°. Le moduled’affichage et le couvercle d’obturation peuvent être intervertis et peuvent également être positionnés, par pas de 90°.

Position 1

Pour des raisons de sécurité, le module d’affichage et le couvercle d’obturation sur le dessus ou sur la face avant de l’appareil sontverrouillés. Le module d’affichage et le couvercle d’obturation peuvent être déverrouillés avec une clé magnétique, livrée avec chaqueappareil.

Clé magnétique

Débitmètre FLOWave S
Le produit est livré comme le décrit la position 1 du schéma, ci-dessous. Le transmetteur peut être positionné par pas de 90°. Pour desraisons de sécurité, le transmetteur est verrouillé. Il peut être déverrouillé avec une clé magnétique, livrée avec chaque appareil.

Position 1

Consulter la page web du produit

29 | 42

Type 8098

7.

Fonctionnement du produit

7.1. Principe de mesure
La technologie utilisée est basée sur les ondes acoustiques de surface (Surface Acoustic Waves - SAW). Le type de propagation de l’onde
est similaire à ce qui se déroule lors d’un tremblement de terre dans la nature.
Dans le cas de FLOWave, le signal est miniaturisé et se propage, non pas à la surface de la terre, mais sur un tube de mesure. Le FLOWave
utilise des transducteurs dits interdigités, placés sur les zones aplaties de la surface du tube. Chacun a un rôle d’émetteur et de récepteur.
Deux d’entre eux (n° 1 et 4) émettent vers l’avant, dans le sens d’écoulement du liquide, les autres (n° 2 et 3) vers l’arrière, donc dans lesens opposé à celui de l’écoulement du liquide. La mesure du temps de propagation est réalisée entre l’émetteur et le récepteur. La
différence entre le temps de propagation des ondes vers l’avant et vers l’arrière est proportionnelle au débit volumique.
La haute performance de la mesure est obtenue grâce aux aspects suivants :• Chaque émetteur envoie de multiples signaux réceptionnés sur deux autres récepteurs.
• Les résultats sont basés sur la réception des signaux qui traversent le liquide une ou plusieurs fois.
• Plusieurs mesures peuvent être effectuées sur la base des informations recueillies. De nombreuses propriétés du liquide peuvent êtredéduites, notamment la vitesse d’écoulement, la masse volumique du fluide, la fraction du signal transmis (« facteur de transmission
acoustique ») et le « facteur de différenciation » (voir ci-après), ainsi que des informations sur la présence de bulles de gaz ou de parties
solides.
• Le débit massique est calculé à partir de la masse volumique du fluide et du débit volumique.
• Le débit massique et la masse volumique sont une option sur les débitmètres FLOWave standard, qui nécessite une opération d’ajustage
et d’étalonnage lors de la fabrication. Il convient donc de préciser si l’appareil doit en être pourvu ou non lors de la commande del’appareil.
A0 direct

1

2

4

3

WG = groupe d’ondes

1 WG

2 WG

3 WG

4 WG

5 WG

Cette figure indique, à titre d’exemple, les signaux de réception lorsque seul le transducteur interdigital 1 émet.
L’excitation de l’émetteur produit des ondes acoustiques de surface avec une fréquence supérieure à 1 MHz.
Suite à l’émission de ces ondes, les effets suivants se produisent :• Une onde se propage le long de la surface du tube (voir la ligne en bleu).
• Une onde est émise (voir la ligne verte) et traverse le liquide en direction du côté opposé du tube suivant un certain angle, qui dépend
principalement de la vitesse de propagation sur la surface du tube et dans le liquide.
• Une fois que l’onde a atteint le côté opposé du tube, deux nouveaux effets apparaissent– une onde se déclenche dans le tube et se propage (voir la ligne verte) jusqu’au récepteur 3– une onde se déclenche dans le liquide (voir la ligne jaune) et le traverse à nouveau jusqu’à la paroi opposée du tube. L’analyse desondes émises et reçues permet de déduire les valeurs du process (vitesse, masse volumique, débits).
Ces effets se répètent et génèrent ainsi les nombreux signaux réceptionnés, qui sont différenciés dans l’image avec des couleurs différentes.

Consulter la page web du produit

30 | 42

Type 8098

7.2. Fonctions spéciales
Note :Les fonctions DF, ATF, masse volumique, débit massique et concentration doivent être sélectionnées lors de la commande initiale del’appareil.
Pour la détection de bulles de gaz et de particules solides, l’appareil (depuis la version du logiciel embarqué (Firmware) 01.05.00) comprend
un « facteur de transmission acoustique (ATF) », avec une plage de mesure de 5…120 %, dont la valeur est constamment enregistrée etdirectement influencée par la présence de bulles de gaz et de particules solides.
Un « facteur de différenciation (DF) », avec une plage de mesure de 0,8…1,3, est disponible pour la détection et la différenciation deliquides. Cette valeur mesurée en continu, est compensée par la température et est représentative dans une plage de valeur étroite pourchaque liquide.
Les changements de valeur de cette mesure de process permettent de différencier les différents liquides.
Avant la version 05.00.00 du logiciel (SW), le facteur de différenciation était appelé facteur de densité. Compte tenu du fait que l’option
masse volumique a été ajoutée, le nom a été changé afin d’éviter toute confusion.

8.

Caractéristiques et configuration du produit

8.1. Configuration du produit
Le débitmètre Type 8098 est constitué d’un capteur de débit Type S097 et d’un transmetteur FLOWave L (variante débitmètre FLOWave L)
ou FLOWave S (variante débitmètre FLOWave S).
Le capteur de débit comprend le tube de mesure équipé des transducteurs interdigités, le corps du capteur et les raccordements au
process clamp, conformément à la norme ISO, ASME BPE, DIN ou SMS. Actuellement, la gamme de capteur est disponible de la taille
DN 08 à DN 80 ou de ⅜" à 3".
Le débitmètre FLOWave L est disponible avec ou sans afficheur. L’afficheur à haute résolution comprend un clavier capacitif, pour toutes
les actions utilisateur interactives, guidées par un système de menu convivial. Les signaux de sortie comprennent une sortie analogique et
une sortie numérique ; tandis qu’un troisième signal peut être commuté entre analogique et numérique par paramétrage. Le raccordementélectrique se fait sur des connecteurs « push-in » via deux presse-étoupes et/ou des connecteurs ronds M12.
Le débitmètre FLOWave S est uniquement disponible sans affichage. Le raccordement électrique se fait par un connecteur mâle M12.

Débitmètre FLOWave Lsans communication industrielle

Débitmètre FLOWave L
avec communication industrielle

Couvercle d’obturationou
Module d’aﬃchage
Débitmètre,Type 8098

Transmetteur
FLOWave L

Raccordements électriquessuivant la variantedu transmetteur
Capteur dedébit,
Type S097

Débitmètre FLOWave S

Débitmètre,Type 8098

Transmetteur
FLOWave S
Capteur dedébit,
Type S097

Consulter la page web du produit

31 | 42

Type 8098

9.

Accessoires du produit

Remarque :Pour configurer un appareil sans afficheur, utiliser le kit d’interface USB-büS Type 8923 et le logiciel Bürkert Communicator Type 8920. Pourle FLOWave S avec 2 sorties, le câble adaptateur büS, référence article 773286, est également nécessaire.
Voir manuel du logiciel Type 8920  pour plus d’informations.
Accessoires
Kit 1 d’interface USB-büS

N°
1
2

1

2

10

3
4
5
6

9
8
7

3
4
5

6

Kit 2 d’interface USB-büS

7
8

9
10

Description
Guide de démarrage rapide
Alimentation électrique : 100…240 V AC/ 24 V DC 1 A et adaptateurs pouralimentation électrique, à usage mondial
Résistance terminale büS sur un distributeur büS en Y
Connecteur mâle M12, 5 pôles câblé sur un câble à extrémité libre, longueur decâble : 0,2 m
Câble büS avec connecteur mâle M12, 5 pôles, et connecteur micro USB-B,
longueur de câble : 0,3 m
Adaptateur büS avec connecteur mâle M12 à 5 pôles, codage A sur connecteurmâle M12 à 5 pôles, codage A
Clé büS (adaptateur USB vers büS/CANopen)
Câble de raccordement büS avec connecteur femelle M12, 5 pôles, connecteurmini USB et connecteur rond femelle pour l’alimentation électrique, longueur decâble : 0,7 m
Clé magnétique
CD Communicator (licence de 30 jours sans enregistrement, mise à jour et octroi
de licence via la page d’accueil Bürkert).

578

10. Informations de commande
10.1. La boutique en ligne Bürkert
La boutique en ligne Bürkert – commande simple et livraison rapide
Vous souhaitez trouver et commander rapidement le produit ou la pièce de rechange Bürkert
de votre choix ? Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24. Inscrivez-vous dès
aujourd’hui et profitez de tous les avantages.
Achetez maintenant en ligne

Consulter la page web du produit

32 | 42

Type 8098

10.2. Recommandation relative à la sélection des produits
Remarque :• L’installation du débitmètre dans une tuyauterie nécessite l’utilisation de contre-raccords, de joints, d’éléments de fixation selon la norme
utilisée.
• Les dessins montrent une installation d’une variante FLOWave L du débitmètre. Cette installation est également valable pour la variante
FLOWave S.
Par exemple avec des appareils de taille moyenne :Raccordement

Description
Avec raccord clamp selon DIN 32676
Pour insérer un FLOWave DN 40 avec raccords clamp (avec Ra < 0,8 µm) selon DIN 32676
série A sur une conduite selon DIN 11866 série A (DIN 11850), les adaptateurs appropriés, àsélectionner et à commander séparément, sont p. ex. :• 2 ferrules clamp BBS‑25, référence article 747237, voir fiche technique Type BBS‑25 pour plus d’informations,• 2 joints d’étanchéité appropriés (non fournis),• 2 colliers de serrage correspondants, référence article 731164
Avec raccord aseptique à brides à épaulement (BF) selon DIN 11864‑2 forme A
Pour insérer un FLOWave DN 40 avec raccords aseptiques à brides à épaulement (avec Ra< 0,8 µm) selon DIN 11864‑2 série B sur une conduite selon DIN 11866 série B (ISO 1127), lesadaptateurs appropriés, à sélectionner et à commander séparément, sont p. ex. :• 2 brides aseptiques à gorge BBS‑06 référence article 731860, voir fiche techniqueType BBS‑06  pour plus d’informations,• 2 joints d’étanchéité appropriés (non fournis),• 8 vis avec rondelles plates et écrous correspondants (se référer à la norme DIN 11864‑2)
Avec raccord aseptique clamp à épaulement (BKS) selon DIN 11864‑3 forme A
Pour insérer un FLOWave 1" avec raccords aseptiques clamp à épaulement (avec Ra < 0,8 µm)
selon DIN 11864‑3 série C sur une conduite selon DIN 11866 série C (ASME BPE), lesadaptateurs appropriés, à sélectionner et à commander séparément, sont p. ex. :• 2 ferrules clamp à gorge BBS‑05, référence article 30272, voir fiche techniqueType BBS‑05  pour plus d’informations,• 2 joints d’étanchéité appropriés (non fournis),• 2 colliers de serrage correspondants, référence article 731164.
Avec raccord fileté selon DIN 11851
Pour insérer un FLOWave à raccord fileté selon DIN 11851 série A sur une conduite selon
DIN 11850, des adaptateurs appropriés (non disponibles chez Bürkert) sont nécessaires, p.
ex. :• 2 x la virole conique• 2 x le joint DIN 11851 approprié• 2 x l‘écrou rond à encoches correspondant

10.3. Filtre produit Bürkert
Filtre produit Bürkert - Trouvez rapidement le bon produit
Vous souhaitez sélectionner les produits en fonction de vos besoins techniques ?
Utilisez le filtre produit Bürkert et trouvez rapidement et facilement les articles adaptés àvotre application.
Filtrez maintenant les produits

Consulter la page web du produit

33 | 42

Type 8098

10.4. Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert
Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert – Votre demande demanière rapide et concise
Vous souhaitez faire une demande de renseignements pour un produit spécifique répondantà vos exigences techniques ? Pour ce faire, utilisez notre formulaire de sélection de produit.
Vous y trouverez toutes les informations pertinentes relatives à votre interlocuteur Bürkert.
Nous pourrons ainsi vous conseiller au mieux.
Complétez maintenant le formulaire

10.5. Modèle 3D Bürkert

Modèle 3D Bürkert - Animation interactive
Un modèle 3D et une animation interactive sont disponibles sur le site du débitmètreType 8098.
Voir site web du Type 8098  sous « Applications et outils ».

10.6. Tableau de commande du débitmètre FLOWave L avec ou sans communication industrielle
Raccordement clamp selon DIN 32676 série A pour conduite selon DIN 11866 série A (DIN 11850)
Remarque :• Pour configurer un appareil sans afficheur, utiliser le kit d’interface USB-büS Type 8923 (à commander séparément, voir chapitre « 9.
Accessoires du produit » à la page 32 et « 10.8. Tableau de commande des accessoires » à la page 42).
• Les variantes suivantes sont équipées d’un afficheur et des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur
de différenciation).
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalQualité de surface
Homologation etRéférence
articleBoîtier, surface externe Surface interne du conformitédu tube de mesure
tube de mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.)[mm][m3/h]
4.)
Variante sans communication industrielle (2 presse-étoupes M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles), tension de service de
12…35 V DC
082,814,0 x 2,0 ; 34,0
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui20047956 
Ra < 0,4574317 
15
7,3
19,05 x 1,65 ; 34,0
Ra < 0,8569159 
Ra < 0,4569161 25
1925,4 x 1,65 ; 50,5
Ra < 0,8569163 
Ra < 0,4569165 
40
41
38,1 x1,65 ; 50,5
Ra < 0,8569167 
Ra < 0,4569169 50
71
50,8 x 1,65 ; 64,0
Ra < 0,8569171 
Ra < 0,4569173 65
12370,0 x 2,0 ; 91,0
Ra < 0,8573445 
Ra < 0,4573373 80
185
85,0 x 2,0 ; 106,0
Ra < 0,8573446 
Ra < 0,4573374 
1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord clamp : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement clamp), voir chapitre « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que si l’appareil est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit International B.V.
4.) Presse-étoupes en laiton nickelé

Consulter la page web du produit

34 | 42

Type 8098

Raccordement clamp selon DIN 32676 série B pour conduite selon DIN 11866 série B (ISO 1127)
Remarque :• Pour configurer un appareil sans afficheur, utiliser le kit d’interface USB-büS Type 8923 (à commander séparément, voir chapitre « 9.
Accessoires du produit » à la page 32 et « 10.8. Tableau de commande des accessoires » à la page 42).
• Les variantes suivantes sont équipées d’un afficheur et des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur
de différenciation).
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalQualité de surface
Homologation etRéférence
articleBoîtier, surface externe Surface interne du conformitédu tube de mesure
tube de mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.)[mm][m3/h]
4.)
Variante sans communication industrielle (2 presse-étoupes M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles), tension de service de
12…35 V DC
08
3
14 × 1,85 ; 25,0
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui573126 
Ra < 0,4
15

10

21,3 × 1,6 ; 50,5

Ra < 0,8

21,3 × 1,6 ; 34,0
21,3 × 1,6 ; 50,5

Ra < 0,4

21,3 × 1,6 ; 34,0
25
40
50

25
56
90

33,7 × 2,0 ; 50,5
48,3 × 2,0 ; 64,0
60,3 × 2,0 ; 77,5

65

147

76,1 x 2,0 ; 91,0

80

200

88,9 x 2,3 ; 106,0

Ra < 0,8573128 Oui566187 Non566235 Oui566195 Non566237 Oui566188 

Ra < 0,4566196 

Ra < 0,8566189 

Ra < 0,4566197 

Ra < 0,8566190 

Ra < 0,4566198 

Ra < 0,8
Ra < 0,4
Ra < 0,8
Ra < 0,4573442 
573370 
573443 
573371 

1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord clamp : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement clamp), voir chapitre « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que si l’appareil est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit International B.V.
4.) Presse-étoupes en laiton nickelé

Consulter la page web du produit

35 | 42

Type 8098

Raccordement clamp selon DIN 32676 série C pour conduite selon DIN 11866 série C (ASME BPE)
Remarque :• Pour configurer un appareil sans afficheur, utiliser le kit d’interface USB-büS Type 8923 (à commander séparément, voir chapitre « 9.
Accessoires du produit » à la page 32 et « 10.8. Tableau de commande des accessoires » à la page 42).
• Les variantes suivantes sont équipées d’un afficheur et des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur
de différenciation).
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalQualité de surface
Homologation et conforRéférence
articleBoîtier, surface
Surface interne du mité
externe du tube tube de mesurede mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.) UL[pouce][m3/h]
Variante sans communication industrielle (2 presse-étoupes 4.) M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles), tension de service de
12…35 V DC
⅜1,7
14,00 x 3,125 ; 25,0 Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui
Non
573112 
Ra < 0,4½

2,5

14,00 x 2,3 ; 25,0

Ra < 0,8573114 Oui

573116 Non573119 

Ra < 0,4
¾

1

1½

2

7

14

34

64

19,05 × 1,65 ; 25,0

25,4 × 1,65 ; 50,5

38,1 × 1,65 ; 50,5

50,8 × 1,65 ; 64,0573121 Oui

573123 

Ra < 0,8Non566203 

Ra < 0,4

Non566211 Oui569675 

Ra < 0,8Non566204 

Ra < 0,4

Non566212 Oui569676 

Ra < 0,8Non566205 

Ra < 0,4

Non566213 Oui569677 

Ra < 0,8Non566206 

Ra < 0,4

Non566214 Oui569678 Non573448 
573376 
574710 
573449 
573377 
574711 

2½

100

63,5 x 1,65 ; 77,5

Ra < 0,8
Ra < 0,4

3

150

76,2 x 1,65 ; 91,0

Ra < 0,8
Ra < 0,4

Oui
Non
Oui

Consulter la page web du produit

36 | 42

Type 8098

Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalQualité de surface
Homologation et conforRéférence
articleBoîtier, surface
Surface interne du mité
externe du tube tube de mesurede mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.) UL[pouce][m3/h]
Variante avec communication industrielle (variante Ethernet, 2 connecteurs ronds femelles M12, 4 pôles et 1 connecteur mâleM12, 5 pôles), tension de service de 12…35 V DC
⅜1,7
14,00 x 3,125 ; 25,0 Ra < 1,6
Ra < 0,4
Oui
Oui
Non
573117 
½

2,5

¾
1
1½
2

7
14
35
64

14,00 x 2,3 ; 25,0
19,05 × 1,65 ; 25,0
25,4 × 1,65 ; 50,5
38,1 × 1,65 ; 50,5
50,8 × 1,65 ; 64,0

2½

100

63,5 x 1,65 ; 77,5

3

150

76,2 x 1,65 ; 91,0

Oui

573118 Non573124 Oui573125 Non570444 Oui569679 Non570445 Oui569680 Non570446 Oui569681 Non570447 Oui569682 

Non
Oui
Non
Oui

574716 
574720 
574717 
574721 

1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord clamp : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement clamp), voir chapitre « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que si l’appareil est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit International B.V.
4.) Presse-étoupes en laiton nickelé

Raccordement fileté selon DIN 11851 série A pour conduite selon DIN 11866 serie A (DIN 11850)
Remarque :• Pour configurer un appareil sans afficheur, utiliser le kit d’interface USB-büS Type 8923 (à commander séparément, voir chapitre « 9.
Accessoires du produit » à la page 32 et « 10.8. Tableau de commande des accessoires » à la page 42).
• Les variantes suivantes sont équipées d’un afficheur et des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur
de différenciation).
Qualité de surface
Homologation etRéférence
articleBoîtier, surface
Surface interne du conformité
externe du tube de tube de mesure
mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.)[mm][m3/h]
Variante sans communication industrielle (2 presse-étoupes 4.) M20 × 1,5 et 1 connecteur mâle M12, 5 pôles), tension de service de
12…35 V DC
65
12370,0 x 2,0 ; Rd 95 x ¹⁄₆
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui573463 80
185
85,0 x 2,0 ; Rd 110 x ¼
Ra < 0,8573464 
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximal1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord fileté : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement fileté), voir chapitre« 4.7. Débitmètre avec raccordement fileté » à la page 25.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que s’il est utilisé en combinaison avec des joints conformes à la norme EHEDG de• Kieselmann GmbH, Allemagne (joints de mise à niveau ASEPTO-STAR k-flex) ou• Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (Pays-Bas). (jeu de joints néerlandais SKS DIN 11851 EHEDG avec joint intérieur en EPDM ou FKM).
4.) Presse-étoupes en laiton nickelé

Consulter la page web du produit

37 | 42

Type 8098

Autres variantes sur demande
Raccordement process• Pour conduite selon DIN 11850 :En plus• Avec ou sans afficheur– clamp DIN 32676• Sans facteur de différenciation (DF)– clamp DIN 11864‑3• Sans facteur de transmission acoustique (ATF)– brides DIN 11864‑2• Avec masse volumique et débit massique• Pour conduite selon ISO 1127 :– clamp DIN 11864‑3– brides DIN 11864‑2• Pour conduite selon ASME BPE :– clamp DIN 11864‑3– brides DIN 11864‑2• Pour conduite selon SMS 3008 : SMS 3017
Diamètre nominal• 08…80 mm• Avec mesure de la densité primitive de moût (degré Plato)• Ethernet module (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/
IP, ETHERCAT)• ATEX/IECEx
Matériau• Avec surface interne du tube de mesure– Ra < 0,8 µm– Ra < 0,4 µm (électropoli) selon la norme ISO 4288
Raccordement électriquePresse-étoupes en acier inoxydable• ⅜…3 pouce
Pour toutes autres variantes, utiliser le formulaire sélection de produit, voir chapitre « 10.4. Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert » à la page 34 ou consultez la liste de référence article disponible dans la boutique en ligne Bürkert.

10.7. Tableau de commande du débitmètre FLOWave S
Raccordement clamp DIN 32676 série A pour conduite DIN 11866 série A (DIN 11850)
Remarque :Les variantes suivantes sont équipées des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur de différenciation).
Qualité de surface
Homologation etBoîtier, surface externe Surface interne du conformitédu tube de mesure
tube de mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.)[mm][m3/h]
Raccordement électrique : 1 connecteur mâle M12, 8 pôles, tension de service : 12…35 V DC
65
14770,0 x 2,0 ; 91,0
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui
Ra < 0,480
200
85,0 x 2,0 ; 106,0
Ra < 0,8
Ra < 0,4
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalRéférence
article574686 
573418 
574687 
573419 

1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord clamp : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement clamp), voir chapitre « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que si l’appareil est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit International B.V.

Consulter la page web du produit

38 | 42

Type 8098

Raccordement clamp DIN 32676 série B pour conduite DIN 11866 série B (ISO 1127)
Remarque :Les variantes suivantes sont équipées des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur de différenciation).
Qualité de surface
Homologation etBoîtier, surface externe Surface interne du conformitédu tube de mesure
tube de mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.)[mm][m3/h]
Raccordement électrique : 1 connecteur mâle M12, 5 pôles, tension de service : 12…35 V DC
08
3
14 × 1,85 ; 25,0
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalRa < 0,4
15

10

21,3 × 1,6 ; 50,5

Ra < 0,8

21,3 × 1,6 ; 34,0
21,3 × 1,6 ; 50,5

Ra < 0,4

21,3 × 1,6 ; 34,0
25
40
50

25
56
90

33,7 × 2,0 ; 50,5
48,3 × 2,0 ; 64,0
60,3 × 2,0 ; 77,5

Ra < 0,8573717 Oui573093 Non573094 Oui573098 Non573099 Oui573095 
573100 

Ra < 0,8573096 

Ra < 0,4573101 

Ra < 0,8573097 

Ra < 0,4573102 Oui

Ra < 0,4
10

21,3 × 1,6 ; 50,5

Ra < 0,8

21,3 × 1,6 ; 34,0
21,3 × 1,6 ; 50,5

Ra < 0,4

21,3 × 1,6 ; 34,0
25
40
50

25
56
90

33,7 × 2,0 ; 50,5
48,3 × 2,0 ; 64,0
60,3 × 2,0 ; 77,5

65

147

76,1 x 2,0 ; 91,0

80

200

88,9 x 2,3 ; 106,0573716 

Ra < 0,4

Raccordement électrique : 1 connecteur mâle M12, 8 pôles, tension de service : 12…35 V DC
08
3
14 × 1,85 ; 25,0
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
15

Référence
articleRa < 0,8571780 
571781 Oui571782 Non571783 Oui571784 Non571785 Oui571786 

Ra < 0,4571787 

Ra < 0,8571788 

Ra < 0,4571789 

Ra < 0,8571790 

Ra < 0,4571791 

Ra < 0,8
Ra < 0,4
Ra < 0,8
Ra < 0,4574686 
573418 
574687 
573419 

1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord clamp : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement clamp), voir chapitre « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que si l’appareil est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit International B.V.

Consulter la page web du produit

39 | 42

Type 8098

Raccordement clamp DIN 32676 série C pour conduite DIN 11866 série C (ASME BPE)
Remarque :Les variantes suivantes sont équipées des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur de différenciation).
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalQualité de surface
Homologation et conforBoîtier, surface
Surface interne du mité
externe du tube tube de mesurede mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.) UL[pouce][m3/h]
Raccordement électrique : 1 connecteur mâle M12, 5 pôles, tension de service : 12…35 V DC
⅜1,7
14,00 x 3,125 ; 25,0 Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui
Non
Ra < 0,4½

2,5

14,00 x 2,3 ; 25,0

7

19,05 × 1,65 ; 25,0573711 

Ra < 0,8573712 Non573713 
573714 

Ra < 0,8

Oui573715 Non573085 Oui573190 Non573086 

Ra < 0,4
1

14

25,4 × 1,65 ; 50,5573089 

Ra < 0,8
Ra < 0,4

1½

35

38,1 × 1,65 ; 50,5573090 

Ra < 0,8

Oui573191 Non573087 

Ra < 0,42

64

50,8 × 1,65 ; 64,0573091 

Ra < 0,8

Oui573192 Non573088 

Ra < 0,4
Raccordement électrique : 1 connecteur mâle M12, 8 pôles, tension de service : 12…35 V DC
⅜1,7
14,00 x 3,125 ; 25,0 Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui573092 Oui

Oui

573193 Non571792 Oui571794 Non571795 Oui571797 

Ra < 0,4½

2,5

14,00 x 2,3 ; 25,0

Ra < 0,8571793 

Ra < 0,4¾

7

19,05 × 1,65 ; 25,0

Ra < 0,8571796 NonRa < 0,4
1

14

25,4 × 1,65 ; 50,5

Ra < 0,8

35

38,1 × 1,65 ; 50,5

Ra < 0,8

Oui571800 Non571801 Oui

571803 Non571804 

571802 

Ra < 0,4571805 
Oui

2

64

50,8 × 1,65 ; 64,0

Ra < 0,8

Non

Ra < 0,4
2½

100

63,5 x 1,65 ; 77,5

Ra < 0,8
Ra < 0,4

3

150

76,2 x 1,65 ; 91,0

Ra < 0,8
Ra < 0,4571798 
571799 

Ra < 0,41½

573710 

Oui
Ra < 0,4¾

Référence
article571806 
571807 
571808 Oui571809 Non574692 
573424 
574718 574693 
573425 574719 

Oui
Non
Oui

1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord clamp : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement clamp), voir chapitre « 4.4. Débitmètre avec raccordement clamp » à la page 21.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que si l’appareil est utilisé en combinaison avec des joints de Combifit International B.V.

Consulter la page web du produit

40 | 42

Type 8098

Raccordement fileté selon DIN 11851 série A pour conduite selon DIN 11866 serie A (DIN 11850)
Remarque :Les variantes suivantes sont équipées des fonctions spéciales ATF (facteur de transmission acoustique) et DF (facteur de différenciation).
Qualité de surface
Homologation etBoîtier, surface
Surface interne du conformité
externe du tube
tube de mesurede mesure
[mm]
[µm]
[µm]
3-A (28‑06) EHEDG 3.)[mm][m3/h]
Raccordement électrique : 1 connecteur mâle M12, 8 pôles, tension de service : 12…35 V DC
65
12370,0 x 2,0 ; Rd 95 x 1/6
Ra < 1,6
Ra < 0,8
Oui
Oui
Ra < 0,880
18585,0 x 2,0 ; Rd 110 x¼
Diamètre 1.)

Débit
Dimensions 2.)d’écoulement D2 x s ; D3
maximalRéférence
article574707 
574708 

1.) = taille de raccordement au process et taille de la conduite
2.) Dimensions du raccord fileté : D2 = diamètre extérieur (coté soudé au tube de mesure), s = épaisseur de la paroi, D3 = diamètre extérieur (coté du raccordement fileté), voir chapitre« 4.7. Débitmètre avec raccordement fileté » à la page 25.
3.) La conformité EHEDG n’est valable que s’il est utilisé en combinaison avec des joints conformes à la norme EHEDG de• Kieselmann GmbH, Allemagne (joints de mise à niveau ASEPTO-STAR k-flex) ou• Siersema Komponenten Service (S.K.S.) B.V. (Pays-Bas). (jeu de joints néerlandais SKS DIN 11851 EHEDG avec joint intérieur en EPDM ou FKM).

Autres variantes sur demande
Raccordement process• Pour conduite selon DIN 11850 :– clamp DIN 32676– clamp DIN 11864‑3– brides DIN 11864‑2• Pour conduite selon ISO 1127 :Diamètre nominal• 08…80 mm• ⅜…3 pouce
En plus• Sans facteur de différenciation (DF)• Sans facteur de transmission acoustique (ATF)– clamp DIN 11864‑3• Avec masse volumique et débit massique– brides DIN 11864‑2• Avec mesure de la densité primitive de moût (degré Plato)• Pour conduite selon ASME BPE :– clamp DIN 11864‑3– brides DIN 11864‑2• Pour conduite selon SMS 3008 : SMS 3017

• ATEX/IECEx
Matériau• Avec surface interne du tube de mesure– Ra < 0,8 µm– Ra < 0,4 µm (électropoli) selon la norme ISO 4288
Raccordement électrique• 1 embase mâle M12, 5 pôles• 1 embase mâle M12, 8 pôles

Pour toutes autres variantes, utiliser le formulaire sélection de produit, voir chapitre « 10.4. Formulaire de demande de renseignements sur un produit Bürkert » à la page 34 ou consultez la liste de référence article disponible dans la boutique en ligne Bürkert.

Consulter la page web du produit

41 | 42

Type 8098

10.8. Tableau de commande des accessoires
Description

Référence
articleModule d’affichage Type ME31

265468 

Couvercle d’obturation en acier inoxydable 304/1.4301

265467 

Clé magnétique de déverrouillage
Connexion au système
Passerelle de bus de terrain Type ME43
Passerelle Ethernet industriel (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®)
Passerelle PROFIBUS (PROFIBUS DPV1)
Afficheur Type ME61
Afficheur FieldConnect ME61 3,5" (8,9 cm)
Accessoires EDIP
Kit d’interface USB-büS
Kit 1 d’interface USB-büS (Type 8923)
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 9. Accessoires du produit » à la page 32.
Kit 2 d’interface USB-büS (Type 8923)
D’autres informations sont disponibles au chapitre « 9. Accessoires du produit » à la page 32.
Connecteurs
Connecteur femelle M12 pour büS, 5 pôles, droit, codé A
Connecteur mâle M12 pour büS, 5 pôles, droit, codé A
Connecteur femelle M12 pour büS, 5 pôles, coudé, codé A
Connecteur mâle M12 pour büS, 5 pôles, coudé, codé A
Distributeur büS en Y (connecteur femelle M12, 5 pôles sur connecteurs mâle et femelle M12, 5 pôles)Distributeur büS en Y avec coupure de puissance (connecteur femelle M12, 5 pôles sur connecteurs mâle et femelle
M12, 5 pôles)Adaptateur büS (connecteur mâle M12, 5 pôles, codé A sur connecteur mâle M12, 5 pôles, codé A)
Résistance terminale büS 120 ohms, connecteur mâle M12, 5 pôles
Résistance terminale büS 120 ohms, connecteur femelle M12, 5 pôles
Connecteurs avec câble
Câble adaptateur avec connecteur femelle M12, 8 pôles sur connecteur mâle M12, 5 pôles
0,5 m
Connecteur femelle M12, 5 pôles, coudé, avec câble büS surmoulé, à extrémité libre
0,7 mConnecteur femelle M12, 5 pôles, droit, avec câble büS surmoulé, à extrémité libre
1m
3m
5m
10 m
Connecteur mâle M12, 5 pôles, droit et connecteur micro-USB, avec câble büS surmoulé0,3 mConnecteur femelle M12, 8 pôles, droit, avec câble büS surmoulé, à extrémité libre
2mExtensions
Connecteurs femelle et mâle M12, 5 pôles, droits, avec câble surmoulé, blindé
0,1 m
0,2 m
0,5 m
1m
3m
5m
10 m
20 m
Blocs d’alimentation pour rail normalisé Type 1573
100…240 V AC / 24 V DC, 1 A (Classe 2 selon la norme NEC)
100…240 V AC / 24 V DC, 2 A (Classe 2 selon la norme NEC)
100…240 V AC / 24 V DC, 3,8 A (Classe 2 selon la norme NEC)
100…240 V AC / 24 V DC, 10 A

Consulter la page web du produit690309 307390 
307393 368544 

772426 

772551 

772416 
772417 
772418 
772419 
772420 
772421 
772867 
772424 
772425 
773286 
772626 
772409 
772410 
772411 
772412 
773254 
919061 
772492 
772402 
772403 
772404 
772405 
772406 
772407 
772408 
772361 
772362 772898 
772698 

42 | 42