JAZE 非接触温度センサ（JZTS91A1）
製品仕様書
V 1.3
電波法 工事設計認証番号：006-000704
電気通信事業法 認証番号：D20-0196001
改訂履歴
版 数日付

改訂内容

V1.0

2022.08.04

初V1.1

2022.12.08

2.2に指定座標温度の問合せを追加

V1.2

2022.12.19

視野角と検知範囲を追記

V1.3

2023.01.19

E0コマンド内容修正ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

版

JZTS91A1
目 次
1.製品紹介 ....................................................................................................................................... 1
1.1機能特徴 .............................................................................................................................. 1
1.2ハードウェア仕様 ................................................................................................................ 1
1.3製品外観 ............................................................................................................................... 2
1.4 非接触温度センサ ............................................................................................................. 3
２.コマンドおよびデータフォーマット .......................................................................................... 4
2.1通信コマンド一覧 .............................................................................................................. 4
2.2データフォーマット ........................................................................................................... 73.試運転......................................................................................................................................... 16
3.1本製品の動作確認検査 ..................................................................................................... 164.設置 ............................................................................................................................................. 174.1注意事項 ............................................................................................................................ 174.1.1設置環境 ......................................................................................................................... 174.1.2設備移動 .......................................................................................................................... 174.1.3電気安全 .......................................................................................................................... 174.2工具.................................................................................................................................... 184.3パッケージリスト ............................................................................................................ 185.設置手順 ..................................................................................................................................... 195.1注意事項：本体 ................................................................................................................ 195.2設置：本体 ........................................................................................................................ 195.3 注意事項：センサ部 ....................................................................................................... 205.4設置：センサ部 ................................................................................................................ 20
6.一般的な障害と処置.................................................................................................................. 21ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
1.製品紹介JAZE 非接触温度センサはZETA通信をサポートする日本製センサ(子機)で、電気通信事業法におけるJAZE AP(親機)の子機として登録済みです。非接触温度センサは、信号雑音比(SNR)世界最高クラスのMEMSセンサを搭載し、対象物に対して16分割された検出エリアの平均温度と最高温度を測定、ZETA通信プロトコルを用いて定期送信します。セキュアプ
ロトコルが実装され、ZETA通信におけるセキュリティ機能を標準で実装しています。AC
アダプタ駆動でRFアンテナは内蔵型です。
1.1機能特徴◼

ZETA双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P・ZETA-S)◼

ACアダプタ駆動◼

セキュリティ機能搭載◼

屋内使用専用仕様

1.2ハードウェア仕様
製品名

無線特性

電気特性

JZTS91A1

通信プロトコル

ZETA

動作周波数

920MHz

送信出力

13dBm(20mW)

電源

DC5V

±1.5℃以内

対象物温度出力精度
視野角

X:44.2°Y:45.7°

素子数

16(4×4)50cm(脱着不可・固定長)

ハーネスケーブル長

物理特性

作業環境

ACアダプタ付属

5～200℃・～3m

検出温度・距離センサ性能(ZETA-P・ZETA-S)

サイズ

100×67×23 mm 100g(本体+センサ)

筐体素材

難燃性ABS

RFアンテナ

90×11mmFILMダイポール(内蔵)作動温度

0℃～+50℃

保存温度-10℃～+60℃
1ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
1.3製品外観
JAZE 非接触温度センサ

JZTS91A1の外観②①①：AC アダプタ 用ピンジャック②：センサ部(裏面マグネット付)

図1

外観図

ACアダプタ内蔵アンテナ
図2

付属品(ACアダプタ/RFアンテナ)

2ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
1.4 非接触温度センサ
視野角と検知範囲・距離が遠くなるにつれて検知面積は広がります。尚、測定対象物の大きさが視野範囲(分割測定エリア)よりも小さい場合は、対象物以外の背景温度の影響が含まれることになります。
素子数16(4×4)視野角

X=44.2°
Y=45.7°

検知範囲

距離10cm

X=8.1cm Y=8.4cm

距離50cm

X=41cm Y=42cm

距離1m

X=81cm Y=84cm

距離2m

X=162cm Y=169cm

距離3m

X=244cm Y=253cm

各ピクセルの検出エリア
視野特性
・16分割された測定エリアについては、その座標は右図の‘P0’を座標の“０(0x00)”として扱うこととする。
同様に‘P1’を座標の“１(0x01)”、‘P2’を座標の“２(0x02)”・・・‘P15’を座標の“15(0x0F)”とする。
3ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
２.コマンドおよびデータフォーマット
パラメータ

デフォルト値説明

ハートビートサイクル

6時間

固定値

データ送信サイクル

60分

1~65535分 可変

データ計測サイクル

5分

1~65535分 可変

上限温度しきい値

平均温度：50℃ MAX温度：50℃

それぞれ 20～180℃ 可変

アラート送信サイクル

0分 (発生時に1回だけ)

0~65535分 可変

アラート解除しきい値

平均温度：-1℃ MAX温度：-1℃≦(上限温度しきい値―５℃)

可変※JZTS91A1はACアダプタで駆動します。また、昇降圧レギュレータを搭載しておりますので、ZETAサーバに表示される電圧データは昇降圧レギュレータの出力値となります。

2.1通信コマンド一覧
サーバへのUplink
Byte0

Byte1～49Type

データ00

Version(4Byte)

16進

電源投入時に１回だけバージョン報告：
カテゴリ：0x42（“B”）＋ センサ種別：0x07 ＋
区切：0x2F（“/”）＋MCU Ver.：上位４BitメジャーVer.
下位４Bit マイナーVer.

01

平均温度(2Byte)

16進＋MAX温度(2Byte)

16分割された測定エリアの平均温度と最も高い
エリア温度(MAX温度)＋座標(1Byte)

温度単位：0.1℃
座標はMAX温度のエリア

02

アラートタイプ(1Byte)＋温度(2Byte)

16進

温度しきい値越えアラート
アラートタイプ
平均温度アラート：0x01
MAX温度アラート：0x02
温度単位：0.1℃
4ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
03

アラート解除タイプ

16進(1Byte)

温度しきい値越えアラートの解除
アラート解除タイプ＋温度(2Byte)

平均温度アラート解除：0x01
MAX温度アラート解除：0x02
温度単位：0.1℃

04

指定座標の温度

16進(２Byte)
10

アラート送信指定された座標の温度
温度単位：0.1℃

16進サイクル(２Byte)

アラート送信サイクルは分単位
０～65535（0x0000～0xFFFF）分※0分設定ではアラート発生時に一度だけ送信

14

データ送信サイクル

16進(2Byte)
20

上限温度しきい値

データ送信サイクルは、分単位
1～65535（0x0001～0xFFFF）分

16進(4Byte)

平均温度上限しきい値(2Byte)+

MAX温度上限しきい値(2Byte)
温度単位：0.1℃※値が0xFFFFの場合はしきい値無し

30

アラート解除16進

しきい値(4Byte)

平均温度アラート解除しきい値(2Byte) +MAX温度アラート解除しきい値(2Byte)
温度単位：0.1℃

50

データ計測サイクル(2Byte)16進

データ計測サイクルは、分単位
1～65535（0x0001～0xFFFF）分※上記一覧のコマンドは、Payload部。よってMCUとTZM901とのUART Frameは、「ZETA無線通信モジュール

TZM901DP

取扱説明書」を参照

5ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
サーバからのDownlink
Byte0

Byte1～49

Type

データ

10

アラート送信16進

サイクル設定アラート送信サイクルは分単位
０～65535（0x0000～0xFFFF）分(2Byte)※0分設定ではアラート発生時に一度だけ送信

11

Non

16進

アラート送信サイクルの問合せ

14

データ送信サイクル

16進

データ送信サイクル設定は、分単位設定(2Byte)

１～65535（0x0001～0xFFFF）

15

Non

16進

データ送信サイクルの問合せ

20

上限温度しきい値

16進

平均温度上限しきい値(2Byte)

設定(4Byte)+

MAX温度上限しきい値(2Byte)
しきい値は20～180(0x00C8～0x0708)℃
温度単位：0.1℃※値が0xFFFFの場合はしきい値無し

21

Non16進

上限温度しきい値の問合せ

30

アラート解除16進

平均温度アラート解除しきい値(2Byte) +しきい値

MAX温度アラート解除しきい値(2Byte)

設定(4Byte)

値は (上限温度しきい値 - ５)℃ 以下
温度単位：0.1℃※アラートが解除される上限温度しきい値からの温度差

31

Non

16進

アラートを解除しきい値の問合せ

50

データ計測サイクル

16進

データ計測サイクルは、分単位設定(2Byte)

1～65535（0x0001～0xFFFF）分

51

Non

16進

データ計測サイクル問合せ

E0

Non

16進

計測値の問合せ(実行時に計測も実施)

6ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
E1

Non

16進

Versionの問合せ

E4座標(1Byte)

16進指定座標温度の問合せ(実行時に計測も実施)
0～15(0x00～0x0F)※上記一覧のコマンドは、Payload部。よってMCUとTZM901とのUART Frameは、「ZETA無線通信モジュールTZM901DP取扱説明書」を参照

2.2データフォーマット
バージョン送信・ 電源投入後１回だけ送信・ 送信データ（5Byte）は、以下の構造とする。
データ型

バージョン

１バイト

4バイト

・ データ型
固定：0x00
・ バージョン
カテゴリ：１Byte

0x42（“B”）＋

センサ種別：１Byte 0x07
区切文字：１Byte＋0x２F（“/”）＋MCU Ver.：１Byte 上位４BitメジャーVer. 、下位４Bit マイナーVer.

7ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
計測値送信・ バージョン送信後に1回送信。その後設定した送信間隔で送信。
・ 送信データ（６Byte）は、以下の構造とする。
データ型

平均温度

MAX温度

MAX温度座標

１バイト

２バイト

２バイト

１バイト

・ データ型
固定：0x01・ 平均温度分割測定された16測定点の平均温度

単位は0.1℃

・ MAX温度分割測定された16測定点で最も高い温度

単位は0.1℃※ 計測が失敗した場合、温度の値は‘FFFFFFFF’とする。
・ MAX温度の座標
0～15（0x00～0x0F）※ 計測が失敗した場合、座標の値は‘FF’とする。
※ MAX温度の座標が複数検知された場合は、最も小さい座標値を送信する。
温度しきい値越えアラート
・ アラート送信サイクル設定時間毎に送信・ 送信データ(4Byte）は、以下の構造とする。
データ型

アラートタイプ

温度

１バイト

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x02・ アラートタイプ
平均温度アラート：0x01
MAX温度アラート：0x02・ 温度
単位は0.1℃
8ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
温度しきい値越えアラートの解除
・ アラート解除時に送信・ 送信データ(4Byte）は、以下の構造とする。
データ型

アラート解除タイプ

温度

１バイト

１バイト２バイト・ データ型
固定：0x03・ アラート解除タイプ
平均温度アラート解除：0x01
MAX温度アラート解除：0x02・ 温度
単位は0.1℃

アラート送信サイクル設定（サーバからの受信）・ サーバからの受信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

アラート送信サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x10・ 送信サイクル
単位は分、0～65535（0x0000～0xFFFF）※０分の場合、アラート発生時または温度異常解除時に１度だけ送信※０分以外は、温度異常発生後温度異常解除まで設定された間隔で送信・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

アラート送信サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x10・ 送信サイクル
単位は分

9ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
アラート送信サイクルの問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト・ データ型
固定：0x11・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

アラート送信サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x10・ 送信サイクル
単位は分
データ送信サイクル設定（サーバからの受信）・ サーバからの受信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

データ送信サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x14・ 送信サイクル
単位は分、1～65535（0x0001～0xFFFF）
・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

データ送信サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x14・ 送信サイクル
単位は分10ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
データ送信サイクルの問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0x15・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

データ送信サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x14・ 送信サイクル
単位は分
上限温度しきい値設定（サーバからの受信）・ サーバからの受信データ（５Byte）は、以下の構造とする。
データ型

平均温度上限しきい値MAX温度上限しきい値

１バイト

2バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x20
・ 平均温度上限しきい値およびMAX温度上限しきい値
設定範囲はどちらも 20～180 (0x00C8～0x0708) ℃
温度単位：0.1℃※値が0xFFFFの場合はしきい値無し
・ 送信データ（５Byte）は、以下の構造とする。
データ型

平均温度上限しきい値

MAX温度上限しきい値

１バイト

2バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x20
・ 平均温度上限しきい値およびMAX温度上限しきい値
温度単位：0.1℃

11ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
上限温度しきい値の問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0x21・ 送信データ（５Byte）は、以下の構造とする。
データ型

平均温度上限しきい値

MAX温度上限しきい値

１バイト

2バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x20
・ 平均温度上限しきい値およびMAX温度上限しきい値
温度単位：0.1℃
アラート解除しきい値設定（サーバからの受信）・ サーバからの受信データ（５Byte）は、以下の構造とする。
平均温度アラート解除
MAX温度アラート解除
データ型
しきい値
しきい値
１バイト

2バイト２バイト・ データ型
固定：0x30
・ 平均温度アラート解除しきい値およびMAX温度アラート解除しきい値
設定値は (上限温度しきい値 - ５)℃ 以下
温度単位：0.1℃※アラートが解除される上限温度しきい値からの温度差
・ 送信データ（５Byte）は、以下の構造とする。
平均温度アラート解除
MAX温度アラート解除
データ型
しきい値
しきい値
１バイト

2バイト２バイト・ データ型
固定：0x30
・ 平均温度アラート解除しきい値およびMAX温度アラート解除しきい値
温度単位：0.1℃
12ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
アラート解除しきい値の問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0x31・ 送信データ（５Byte）は、以下の構造とする。
平均温度アラート解除
MAX温度アラート解除
データ型
しきい値
しきい値
１バイト

2バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x30
・ 平均温度アラート解除しきい値およびMAX温度アラート解除しきい値
温度単位：0.1℃
データ計測サイクル設定（サーバからの受信）・ サーバからの受信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

データ計測サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x50・ 送信サイクル
単位は分、1～65535（0x0001～0xFFFF）
・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

データ計測サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x50・ 送信サイクル
単位は分13ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
データ計測サイクルの問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0x51・ 送信データ（３Byte）は、以下の構造とする。
データ型

データ計測サイクル

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x50・ 送信サイクル
単位は分
計測値の問合せ・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0xE0・ 送信データ（６Byte）は、以下の構造とする。
データ型

平均温度

MAX温度

MAX温度座標

１バイト

２バイト

２バイト

１バイト

・ データ型
固定：0x01・ 平均温度分割測定された16測定点の平均温度

単位は0.1℃

・ MAX温度
分割測定された16測定点で最も高い温度

単位は0.1℃※ 計測が失敗した場合、温度の値は‘FFFFFFFF’とする。
・ MAX温度の座標
0～15（0x00～0x0F）※ 計測が失敗した場合、座標の値は‘FF’とする。
※ MAX温度の座標が複数検知された場合は、最も小さい座標値を送信する。
14ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
バージョンの問合せ
・ サーバからの受信データ（１Byte）は、以下の構造とする。
データ型
１バイト
・ データ型
固定：0xE1
・ 送信データ（5Byte）は、以下の構造とする。
データ型

バージョン

１バイト

4バイト

・ データ型
固定：0x00
・ バージョン
カテゴリ：１Byte

0x42（“B”）＋

センサ種別：１Byte 0x07
区切文字：１Byte＋0x２F（“/”）＋MCU Ver.：１Byte 上位４BitメジャーVer. 、下位４Bit マイナーVer.

指定座標温度の問合せ
・ サーバからの受信データ（2Byte）は、以下の構造とする。
データ型

座標

１バイト

１バイト

・ データ型
固定：0xE4
・ 送信データ（3Byte）は、以下の構造とする。
データ型

指定座標温度

１バイト

２バイト

・ データ型
固定：0x04
・ 指定座標温度
単位は0.1℃

15ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
3.試運転
3.1本製品の動作確認検査◼

本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)の自社アカウントに本製品のMACアドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MACアドレ
スを登録するMS情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となるJAZE APを(Moteが必要な場合はMoteも)起動し、正常に動作していることをZETAサーバで確認してください。その後、ACアダプ
タのピンジャックを本製品に接続し、ACアダプタ本体を100Vコンセントに接続すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約1分後、本製品のオンライン情報がZETAサーバ上に表示されます。ZETAサーバ上でオンラインであることが確認できました
ら、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、をクリックし所属認証(セキュリティ機能)を有効にします。画面遷移は下記の通りです。

上記設定が正常に完了していると、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した場合、ボタンはと表示されます。

この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
注）事前にZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)のアカウント登録申込が必要です。
注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
注）「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、サーバ上で認証エラーとなり、以降8時間は再認証が行えなくなりますのでご注意ください。

16ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
4.設置
4.1注意事項
4.1.1設置環境◆ 長期高温、多塵、有害ガス、引火性ガス、爆発性物質、電磁干渉(大型レーダ,電波局,変電所)、不安定電源電圧、強振動、大騒音等、センサの稼働に不利な厳しい環境への設置は避けてください。
◆ 設置環境は乾燥状態を維持する必要があります。水溜まり、水漏れ、結露などが生じやすい場所で取り付けは避けてください。
◆ 本製品は屋内で使用するために設計されております。屋外では使用しないでください。
4.1.2設備移動◆ 設備の設置完了後は頻繁に移動しないでください。
◆ やむを得ず移動する場合は、電源をオフ(CR電池パックを取り外す)にして作業してくだ
さい。
4.1.3電気安全◆ 地面が湿っている等、作業領域の危険エリアの有無を事前に確認の上、注意してください。
◆ 本製品を湿った場所に放置しないでください。また、本製品に液体をかけたりしないでください。
◆ 電波局、大型レーダ、高周波大電流、業務用電子レンジなどの強力な無線発信設備から離してください。

17ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
4.2工具設置にあたり以下のツールをお客様においてご準備ください。
尚、デスク上等に直接水平に設置する場合は必要ありません。
工具数量

壁掛ブラケット

1

結束バンド
強力両面テープ

用例
タカチ電機工業

WM-1W 推奨

若干

結束バンドによる固定設置用

1

付属のゴム足を取外します

4.3パッケージリスト
設置前に下記パッケージリストにより内容物を確認してください。
名称数量

備考

JAZE 非接触温度センサ 本体1

センサ部接続済み

RFアンテナ

190×11mmFILMダイポール(本体内蔵)

ACアダプタ1

上記リストは一般的な出荷の場合に適用されます。実際の出荷では、内容が異なる場合がございます。パッケージ内容物に疑問がある場合は、仕入先にお問合せください。

18ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
5.設置手順5.1注意事項：本体◆ 設置作業にあたり本製品の電源をオフ(ACアダプタを取り外す)にしてください。
◆ 十分な換気が行われる場所に設置してください。
◆ 高温環境には設置しないでください。
◆ 設置場所は高圧電線ケーブルから離してください。
◆ 激しい雷雨や強電磁場環境から離して設置してください。
◆ 設置時は本製品を確実に固定してください。

5.2設置：本体
本製品(JZTS91A1)は、デスク上などに直接水平に設置できます。また壁面に垂直に固定することも可能です。以下は壁面に設置する方法について説明します。
1. 最初に、前項の注意事項に基づいて本製品の設置場所を選定します。
2. 次に、別途ご準備いただいた壁掛けブランケットのフック部品を、本製品の裏蓋に指定の穴加工を施し壁掛けブランケット付属の取り付けビスを用いて固定します。
3. 電動ドリル等を用いて、設置したい壁面に壁掛けブランケットのベース部品の取り付け穴のピッチに合わせて穴を開けます。
4. タッピングビス等でベース部品を壁面に固定します。
5. フック部品を取り付けた裏蓋を本体にビス止めします。
6. 本体を設置壁面に取り付けたベース部品に引っ掛けて固定します。この時、付属のゴム足は使用しません。
7. センサ部の設置後、ACアダプタを接続して本製品を起動します。
※強力両面テープを用いても壁面に設置が可能ですが、凹凸の無いフラットな面を選んでください。両面テープで設置する際も付属のゴム足は外してください。

19ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
5.3 注意事項：センサ部◆ センサは精密機器です落下等で過度な衝撃や力を加えないでください。
◆ 静電気対策をして取り扱ってください。
◆ センサの設置は設備の電源をOFFにした状態で行ってください。
◆ 光軸がずれないようにしっかり固定してください。
◆ 平面に取付けてください。段差等があるとセンサが変形し正しく計測できません。
◆ レンズに塵埃、油分などが付着しやすい環境ではご使用にならないでください。
◆ センサ部の脱着はできません。
◆ センサ部を分解しないでください。

5.4設置：センサ部
本製品(JZTS91A1)のセンサ部は、ケーブル長50cmのハーネスで予め製品本体に接続されています。センサが収められているケースには、センサ裏面にマグネットが納められています
が、マグネットのみでは確実に固定できませんのでご注意ください。
1. 前項の注意事項に基づいてセンサ部の設置場所を選定します。
2. 次に、強力両面テープや接着剤等を用いて設置場所にセンサ部を固定します。
3. 製品本体にACアダプタを接続して本製品を起動します。

20ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1
6.一般的な障害と処置➢ JAZE 非接触温度センサに電源投入にしたのに、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)上にオンライン表示されません。
◼

ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

◼

ZETAサーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているかを確認してください。

◼

親機となるJAZE APが(Moteが必要な場合はMoteも)正しく起動、動作していることをZETAサーバで確認してください。

上記すべてを確認しても動作しない場合は、JAZE 非接触温度センサのACアダプタを外して電源をOFFにした後、再度ACアダプタを接続してお試しください。

21ⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.

JZTS91A1

株式会社ギブテック
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7階
TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109〒215-0004

URL:https://giv-tech.co.jp E-mail：gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETAアライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jpⓒ 2023 Giv-Tech,Inc.