お取り扱い上の注意
1. 安全に関する注意

4. 稼働中（1）
Ｘ線管を使用する際は、各種法令に則り、人体等への被（1）機器稼働中は第三者を含め、被ばく防止に努めてくださばくを防止してください。

カーボンナノ系
冷陰極Ｘ線管い。
（2）稼働中は、Ｘ線管に直接触れないでください。

2. 輸送および保管

2です。
それ以上
（3）
Ｘ線管の許容振動レベルは7m/s（0.7G）の振動を与えないでください。

（1）
Ｘ線管は、外部からの衝撃により損傷を受けやすい構造（4）
Ｘ線管使用においては、モールドや絶縁油浸等の手段をとなっています。
によりそれ以上の衝撃を与えないでください。

いつでもどこでも非破壊検査が可能に︒

用いて、大気側極間の絶縁を確保する必要があります。
（5）
Ｘ線管使用の周囲環境は、仕様書の使用環境条件を考

2です。
それ以上
（3）X線管の許容振動レベルは、7m/s（0.7G）

慮して運用してください。の振動を与えないでください。

（6）
Ｘ線管に大きな放電が発生した場合、性能が著しく低下（4）納入されたＸ線管の外観に問題があった場合、使用したする場合があります。特性の確認を行ってください。

梱包材も合わせて保管頂き、営業担当までご連絡くださ
5. 長期保管後のご使用い。
なお、セラミックや銅に変色がありますが、これらは製造工程上発生してしまうもので、異常ではありません。

（1）長期保管後にＸ線管をご使用になる場合は、低い電圧か（5）保管時は、取付面の酸化や被膜、絶縁物の表面汚損によら印加する慣らし運転を行ってください。

る絶縁劣化を避けるため、標準仕様書の保管条件下で6. 使用電源についての保管を推奨します。
また、風雨や腐食性ガス（特に硫黄、塩素）等、梱包材やＸ線管の劣化を促進する環境下（1）陰極電源と陽極電源の組み合わせや印加のタイミングでの保管は避けてください。

等により、Ｘ線の発生時間等に影響がある場合があります。電源電圧に尖頭電圧を含め、極間定格電圧を超えな3. 取付時い様にしてください。

（1）
Ｘ線管の近くに、接地相をはじめとする導体等を配置しま
7. 技術情報の提供

すと、その影響でＸ線管耐電圧の低下を引き起こすことがあります。機器の配置には十分な検討を行ってください。

（1）本資料には技術情報の一部のみを掲載しています。
ご要（2）
Ｘ線管の絶縁筒部分に汚れや結露がある場合は、乾いた望により、すべてのＸ線管製品の外形寸法、特性などの布等またはアルコールを含ませた布等で拭き取ってくだデータをご提供します。

さい。
その際、塩素を含む溶剤（トリクロロエタン等）は使（2）製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがあ用しないでください。

りますので、ご検討の際は最新情報をご確認ください。

（3）陰極側、陽極側および中間電極の取付ネジは、規定の締め付けトルク（M2.5:17 M3:29 M4:78Ncm）以下で締め付けてください。規定の締め付けトルク以上で締め付けたり、ネジを斜めに入れたりすると、ネジタップ損傷の可能性があります。
（4）M4止めねじは触らないでください。性能が担保されません。

本社〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower
TEL.（03）6420-7480
FAX.（03）5745-3050

www.meidensha.co.jp［180 kV］［90 kV］

この製品に関するお問い合わせは安全に関するご注意
ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。
■ 仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。

カーボンナノ系冷陰極 X 線管https://www.meidensha.co.jp/xray̲tube

信頼の真空技術をこちらのページの お問い合わせ よりご連絡ください。

BA540-3349B

2024 年 8月現在

2024-8ME（2L）
1L（10物質）

明電舎から［120 kV］

小型・軽量・省電力で2です。落下等（2）
Ｘ線管の許容衝撃レベルは、294m/s（30G）冷 陰 極X線管
冷陰極X線管は、電子源（エミッタ）に電界を印加することで発生する電子を、ターゲットに照射してX線を発生させています。
従来の熱陰極X線管のようにフィラメントを加熱する必要がないので、暖機運転が不要で電源投入後すぐにX線の照射が可能です。

コンパクトで軽量

カ ー ボンナノ系 エミッタ
電子源（エミッタ）にはカーボンナノ構造体（CNX）を使用しています。
CNXは針葉樹のような構造で、電子放出しやすいことが特長です。

加熱用ヒーターが不要のためスリムでコンパクトな形状です。

拡大図

従来の50％以下です。

即時照射

体積、質量ともに50％以下

信頼の真空技術
明電舎は半世紀以上にわたって蓄積した真空に関する技術・ノウハウを活用し、半導体製造装置用真空コンデンサの開発・製造を1994年から行っています。
そこで得た真空技術の応用（明電舎特許技術）により、本製品の製品化を実現しました。

電源投入後、即時X線を照射可能です。
待機時間がないため、間欠運転が可能です。

運 用 イメー ジ

低消費電力

電子源
（エミッタ）

陰極側

電子ビーム
中間極（グリッド）
ターゲット

陰極の加熱が不要のため消費電力が抑えられます。
乾電池でもX線が出力可能です。

原寸大［90 kV］

消耗推定

熱陰極X線管カーボンナノ系
冷陰極X線管

X線

線量低下による寿命の予兆をとらえることで陽極側最適な交換タイミングを予測できます。

電源

冷陰極X線管

ディテクタ

画像解析

主 なアプリケ ー ション
X線が物体を透過することを利用して、インフラ 検 査

セキュリティ

製造分野

医療非破壊で内部構造を確認することが可能です。
医用のレントゲンのみならず、工業用品や手荷物検査など工業用途でも様々な場所で活躍が期待できます。

1※本製品は、（国研）産業技術総合研究所及び（株）ライフ技術研究所の技術を使用しています。
また、当社は本製品の製造・販売に関し両社と特許実施許諾契約を締結しています。

2

仕様

最高使用
管電圧仕様
最高使用管電圧
極間定格電圧

陰極-中間極陽極-中間極

最大使用管電流90kV

S-EG50UW1W ※1

S-EG90B1W

S-EG120B1W

S-EG180B1W

50 kV

90 kV

120 kV180 kV̶

-35~-45 kV-40~-60 kV-60~-90 kV

120kV

180kV

̶

30~55 kV

40~60 kV

70~100 kV

1 mA

1 mA

1 mA

1 mA

2.1 1.4 mm

1.0 0.4 mm

1.6 0.8 mm

1.2 2.2 mm

質量395 g

340 g

240 g

670 g

最外径

φ45.5 mm

φ41 mm

φ32.5 mm

φ56 mm

全長

91.7 mm

95 mm

100 mm

135 mm

焦点サイズ

ターゲット角度32.5（円錐）20（円錐）

20（円錐）

23（円錐）

ターゲット

タングステン

タングステン

タングステン

タングステン

電子源（エミッタ）

カーボンナノ構造体

カーボンナノ構造体カーボンナノ構造体

カーボンナノ構造体

固体ろ過

ベリリウム 0.2 mm

アルミナ 3 mm

アルミナ 3.3 mm

アルミナ 4 mm

極間を絶縁すること極間を絶縁すること極間を絶縁すること極間を絶縁すること

使用環境
使用環境条件使用時周囲温度
圧力

輸送及び保管条件
※1
※2

350kV

10~60 C

10~60 C

10~60 C

10~60 C

70~140 kPa

70~140 kPa

70~140 kPa

70~140 kPa

周囲温度10~60 C

10~60 C

10~60 C

10~60 C

相対湿度

0~85 % ※20~85 % ※20~85 % ※20~85 % ※2

気圧50~106 kPa

50~106 kPa

50~106 kPa

50~106 kPa

単極間（中間極なし）、マイナスに印加
結露なきこと4外 形図

技術情報
φ46

10
M8止めネジ（取り外し禁止）

7.5

M4深さ5

φ29.5

2811M4止めネジ（取り外し禁止）

2-M2.5深さ2.5

M2.5深さ5M4止めネジ（取り外し禁止）

PCD35

M2.5深さ3X線
照射方向
目印

調整手順

1.0

①所望の電流が得られるまで陰極電圧VK-Gを印加する。

67.5（52）1.2②所望の電圧を満たすように陽極電圧VA-Gを印加する。

94等配M3深さ2.5

φ29.5

10

φ32.5

φ46180kV

S-EG120B1W

S-EG180B1W

入力陰極電圧VK-Gと入力陽極電圧VA-Gを制御することで、管電圧と管電流が設定できます。
略図

カーボンナノ構造体（エミッタ）

ＩGA
陰極

絶縁容器

加速用電源（+）

引き出し用電源（­）

V A-G

V K-G

1.1 管 電圧

*S-EG120B1W

出荷時
長期使用後

0.80.61.00.80.6

0.4

0.40.20.2­35­40­45

出荷時
長期使用後

1.2

­50

­550.0­607080

陰極電圧 ＶＫ−Ｇ ［kV］

ＩK

90100

110120130

管電圧 Ｖ０ ［kV］

*S-EG120B1W*S-EG120B1W

K

管電圧：

4. 特 注の冷 陰 極 X 線 管

Ｖ０ ＝ ＶＡ−Ｇ−ＶＫ−Ｇ

お客様の要望に応じたカスタマイズも承りますのでご相談ください。

管電流：

Ｉ０ ＝ ＩＡ ＝ ＩＫ−ＩＧ

X 線源 仕様
最高使用管電圧1.2 管 電 流

管電圧は、入力陽極電圧VA-Gと入力陰極電圧VK-Gの絶対値

管電流は、陽極−中間極間電流IAの値です。

を足し合わせた値です。

エミッタから放出された電子の一部は中間極にて損失が生じるため、IA≦IKとなります。

5130

使用可能範囲1.4

1.00.0­30GＩＡ

電子の流れ

120

管電圧 Ｖ０ ［kV］

管電流Ｉ０［mA］

電子を発生させるための引き出し用電源と、電子を加速するための加速用電源により構成されています。

真空110

冷陰極X線管は通電時間の経過にともないIV特性が高圧側にシフトします。
同時に使用範囲も変化する傾向があります。

管電流Ｉ０［mA］

1. 冷 陰極 X 線 管の構成

陽極

100

3. IV 特 性の変 化

1.2

衝突

90

電圧VA-Gとして印加する

技 術情報

ターゲット

80②120kVから、設定した陰極電圧VK-Gを引いた値を陽極

1.4

X線の発生

70

φ56120kV

電子発生部

制御可能範囲0.60.0例）S-EG120B1Wで120kV１ｍAを設定する場合

I−V特性（陽極 60 kVdc）

中間電極

0.8

①1ｍA出力になるまで陰極電圧VK-Gを徐々に印加する

4等配M2.5貫通②●0.2

X線発生位置M3深さ3①●

0.4

参考：それぞれ印加する電圧値は購入時付属のIV特性を参照してください。

67.5
2911X線
照射方向
目印

φ41S-EG90B1W

陰極電圧VK-Gで調整します。

注意：定格電圧・定格電流以下で設定してください。

46（X線照射角度）

135

φ40

φ3890kV

S-EG50UW1W

X線
発生位置

M2.5深さ54-M3深さ350kV

42（52）

X線
照射方向
目印

4等配M2.5貫通

φ45.5

58

φ25.5

28100
44
29

X線
発生位置

6 （33.5） 5.5 （38）40（X線照射角度）

5117102-M2.5深さ3.5（38.5）
7 （34.5） 5

95
6

X線
照射方向
目印

φ3440（X線照射角度）

17362935.5

X線
発生位置

932.5

97.565（X線照射角度）

φ25.51.4

管電圧の調整は陽極電圧VA-G、管電流の調整は11M4止めネジ（取り外し禁止）

φ38

2. 管 電 圧・管 電 流 調 整

管電流Ｉ０［mA］

φ31.5

M3深さ3

外形寸法

296.0 412.2 118.5 mm（突起含む）

1 mA

重量約7 kg

65（最小）

入力

24 Vdc照射方式

連続照射

インタフェース

RS-232C

焦点サイズ

2.1 1.4 mm

最大使用管電流照射角度

S-ES50UW1W

50 kV

6

お取り扱い上の注意
1. 安全に関する注意（1）
Ｘ線管を使用する際は、各種法令に則り、人体等への被ばくを防止してください。

4. 稼働中（1）機器稼働中は第三者を含め、被ばく防止に努めてくださ

カーボンナノ系
冷陰極Ｘ線管い。
（2）稼働中は、Ｘ線管に直接触れないでください。

2. 輸送および保管

2です。
それ以上
（3）
Ｘ線管の許容振動レベルは7m/s（0.7G）（1）
Ｘ線管は、外部からの衝撃により損傷を受けやすい構造の振動を与えないでください。
（4）
Ｘ線管使用においては、モールドや絶縁油浸等の手段をとなっています。

（5）
Ｘ線管使用の周囲環境は、仕様書の使用環境条件を考

2です。
それ以上
（3）X線管の許容振動レベルは、7m/s（0.7G）の振動を与えないでください。

慮して運用してください。
（6）
Ｘ線管に大きな放電が発生した場合、性能が著しく低下（4）納入されたＸ線管の外観に問題があった場合、使用したする場合があります。特性の確認を行ってください。

梱包材も合わせて保管頂き、営業担当までご連絡ください。
なお、セラミックや銅に変色がありますが、これらは製造工程上発生してしまうもので、異常ではありません。

5. 長期保管後のご使用（1）長期保管後にＸ線管をご使用になる場合は、低い電圧か（5）保管時は、取付面の酸化や被膜、絶縁物の表面汚損によら印加する慣らし運転を行ってください。

る絶縁劣化を避けるため、標準仕様書の保管条件下での保管を推奨します。
また、風雨や腐食性ガス（特に硫黄、塩素）等、梱包材やＸ線管の劣化を促進する環境下での保管は避けてください。

6. 使用電源について（1）陰極電源と陽極電源の組み合わせや印加のタイミング等により、Ｘ線の発生時間等に影響がある場合があります。電源電圧に尖頭電圧を含め、極間定格電圧を超えな

3. 取付時い様にしてください。

（1）
Ｘ線管の近くに、接地相をはじめとする導体等を配置しますと、その影響でＸ線管耐電圧の低下を引き起こすことがあります。機器の配置には十分な検討を行ってください。
（2）
Ｘ線管の絶縁筒部分に汚れや結露がある場合は、乾いた布等またはアルコールを含ませた布等で拭き取ってください。
その際、塩素を含む溶剤（トリクロロエタン等）は使用しないでください。

7. 技術情報の提供（1）本資料には技術情報の一部のみを掲載しています。
ご要
望により、すべてのＸ線管製品の外形寸法、特性などのデータをご提供します。

（2）製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますので、ご検討の際は最新情報をご確認ください。

（3）陰極側、陽極側および中間電極の取付ネジは、規定の締め付けトルク（M2.5:17 M3:29 M4:78Ncm）以下で締め付けてください。規定の締め付けトルク以上で締め付けたり、ネジを斜めに入れたりすると、ネジタップ損傷の可能性があります。
（4）M4止めねじは触らないでください。性能が担保されません。

本社〒141-6029 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower
TEL（03）6420-8400［180 kV］［90 kV］
この製品に関するお問い合わせは安全に関するご注意
ご使用の前に、「取扱説明書」又はそれに準ずる資料をよくお読みのうえ正しくお使いください。
■ 仕様は機能・性能向上などのため変更することがありますのでご了承ください。

カーボンナノ系冷陰極 X 線管https://www.meidensha.co.jp/xray̲tube

信頼の真空技術をこちらのページの お問い合わせ よりご連絡ください。

BA540-3349B

2024 年 8月現在

2024-8ME（2L）
1L（10物質）

明電舎から［120 kV］

小型・軽量・省電力でによりそれ以上の衝撃を与えないでください。

用いて、大気側極間の絶縁を確保する必要があります。

いつでもどこでも非破壊検査が可能に︒

2です。落下等（2）Ｘ線管の許容衝撃レベルは、294m/s（30G）