Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０５４
Ｄ－０５４Ｓ
Ｄ－０５４ＳＢ
Ｘ線管 D-054，D-054S，D-054SB は、0.5 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管で、100kV まで使用できます。
このＸ線管は、鮮鋭な焦点を持っているため歯科診断用、特に全顎撮影に適します。
D-054S は、管容器に取り付けを容易にするため、D-054 に絶縁円筒をかぶせたものです。
また、D-054SB は、D-054S に鉛円筒をかぶせたものです。

診 断 用

一 般 定 格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ........................................................ ２ピーク形Ｘ線高電圧装置
定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
最高使用管電圧 ........................................................................ 100 kV
公称焦点値 ............................................................................... 0.5入力（1.0s） .................................................................. 最大入力図参照
２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................. 840 W
定電圧形Ｘ線高電圧装置 .............................................................. 1750 W
撮影周期 ............................................................................ 1:60 以上（曝射時間：休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .......................................................................... 外形図参照
最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 5 °材 質 ........................................................................ タングステン
絶縁円筒の材質 .................................................................. エポキシ樹脂
固有ろ過 ......................................................... アルミニウム当量 最小 0.8 mm
Ｘ線照射範囲 ....................................................... SID 550 mm にて 75×380 mm★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-054 / D-054S / D-054SB

質量：D-054 .............................................................................. 約 320 g
D-054S ............................................................................. 約 460 g
D-054SB ............................................................................ 約 780 g
冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）
保持方法：
D-054 ................................................... 陽極頭ネジ又はガラスバルブにて固定
D-054S .................................................................... 絶縁円筒にて固定
D-054SB ..................................................... 絶縁円筒あるいは鉛円筒にて固定

絶 対 最 大 定 格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ........................................................................ 100 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 50 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 50 kV
最大使用管電流：２ピーク形Ｘ線高電圧装置 ............................................................. 24 mA
定電圧形Ｘ線高電圧装置 ............................................................... 22 mA
最大フィラメント電流 .......................................................... 3.5A /(約 4.2V)
陽極熱容量 ............................................................................. 35 kJ
最大陽極冷却率 ......................................................................... 250 W
使用フィラメント加熱電源回路 ............................... ＤＣまたはＡＣ（正弦波）20kHz 以下
最大負荷時間 ............................................................................ 20 s- 2 -D-054 / D-054S / D-054SB

許 容 環 境 条 件
使用条件：
使用環境条件：
使用環境 ........................................................................ 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................. 10 ～ 60 ℃
圧 力 ..................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 .................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ..................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ...................................................................... 50 ～106 kPa- 3 -D-054 / D-054S / D-054SB

最大単発負荷定格
２ピーク形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値
50kV

2460kV20

管 電 流 [mA]

０．５70kV
80kV

1590kV100kV105123571020

負 荷 時 間 [s]

定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値０．５70kV

80kV

2260kV90kV

2050kV管 電 流 [mA]

100kV

151051235

負 荷 時 間 [s]

- 4 -

71020

D-054 / D-054S / D-054SB

管電流・フィラメント特性
２ピーク形Ｘ線管高電圧装置
公称焦点値０．５（代表値）

257206155100kV

104Ef5

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]

50kV

3022.93.03.1

3.2

3.33.43.5

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 3.5A)

定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値０．５（代表値）

25680kV
5100kV

154Ef10350kV

52012.9

3.03.1

3.2

3.3

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 3.5A)

- 5 -

3.4

3.5

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]20

D-054 / D-054S / D-054SB

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

35
冷却

225W

30175W

252015105
加熱00246

冷却（または負荷）時間 [min]

- 6 -

810

D-054 / D-054S / D-054SB

Ｄ－０５４

外形図
単位：ｍｍ

φ１５．７

１３８±３７３±１（８）Ｍ６深８主放射線方向
φ４５ＭＡＸ

１４ＭＡＸ

焦点Ｃ２Ｆ３０．
２φＮ

主放射線方向
Ｃ１Ｆ

ショートピン
Ｆ：フィラメント
Ｃ１，Ｃ２：陰極
Ｎ：使用不可- 7 -D-054 / D-054S / D-054SB

Ｄ－０５４Ｓ

外形図
単位：ｍｍ

φ５４Ｍ６深８

φ１５．７

１４３

１４６±３φ２５７３±１

絶縁円筒

主放射線方向

６ＭＡＸ

焦点

０φ２Ｃ２．３

Ｆ
主放射線方向

ＮＣ１Ｆ

ショートピン
Ｆ：フィラメント
Ｃ１，Ｃ２：陰極
Ｎ：使用不可- 8 -D-054 / D-054S / D-054SB

Ｄ－０５４ＳＢ

外形図
単位：ｍｍ

φ５８
φ５４Ｍ６深８

φ１５．７

６５１４３

１４６±３４０

φ２５φ３０７３±１３０

絶縁円筒

主放射線方向

焦点

６ＭＡＸ

鉛円筒

３０．
φ２ＦＣ２

主放射線方向ＮＣ１Ｆショートピン
Ｆ：フィラメント
Ｃ１，Ｃ２：陰極
Ｎ：使用不可- 9 -営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-054/S/SB 2018-11