COLT3アプリ(Android/iOS)取扱説明書

COLT3
Clamp On Line Tensionmeter

Part No:
SU3715
Issue 3

1. COLT3アプリの紹介

01

2. ダウンロードとインストール

02

3. アプリの使い方
3.1

ホーム画面(Home)

05-06

3.2モード選択

07
07-11
12-17

3.2.1 ワイヤーロープモード(Wire rope mode)
3.2.2 エレベーターモード(Elevator mode)
3.3 ワイヤーロープの選択(Rope)3.3.1 校正チェック(CAL check)

18-19
20

ユーザー設定(User settings)

21-24

目次

3.4

Part No:
SU3715
Issue 303-04

3.5 レポート(Report)

25

3.6 接続解除(Disconnect)

26

3.7 データベースの更新(Update database)27

ヘルプ(Help)

27

3.9 製品情報(Product info)

27

3.8

この Android/iOS アプリケーションは、コルト(COLT)で使用するために開発され、Bluetooth Low Energy通信規格の下でタワーライン、ワイヤーロープなどの張力を測定します。
アプリケーションは、特定の製造基準の下で測定装置から張力値を正確に検索、接続、および表示します。
COLT3アプリは非常にシンプルで信頼性が高く、使いやすいです。 このアプリケーション
は、モバイルデバイスのメモリ容量に応じて高度なデータログを実行でき、ユーザーはログデータを表示したり、電子メールで送信したりできます。
もう1つの魅力的な機能は、「データベースの更新」、COLT3 アプリです。現在、約150以上のワイヤーロープをサポートしており、Straightpoint はさらに多くのワイヤーロープをライブラリに追加します。 ユーザーはワンクリックでデータベースを更新し、ワイヤロープの詳細をすべて無料で取得できます。

COLT3アプリの紹介

1.0 COLT3アプリの紹介

Part No:
SU3715
Issue 301

2.0 アプリのダウンロードとインストール
COLT3アプリの詳細な手順については、以下の QR コードを使用して Android/iOS

ダウンロードとインストール

アプリをダウンロードし、ヘルプセクションを参照してください。

Part No:SU3715
Issue 302

Android Screen

iOS Screen

注: アプリは Android 4.4 バージョン以降で動作し、Samsung の一部モデルを除き、4 インチ以上のディスプレイサイズを備えたほぼ全てのメーカーの携帯電話で動作するのに適しています。 これはBLE 接続に関するメーカーの欠陥によるものです。Apple デバイスでは、アプリは iOS バージョン 6 以降で動作し、iPhone5以上での作業に適しています。

3.0 説明
インストール後、スプラッシュ画面でアプリが開き、T&C 契約に続いて、ユーザーが必要な動作モードを選択できる別の画面が表示されます (詳細については、モード選択の説明を確認してください)。
必要なモードが選択されると、アプリは Bluetoothスキャンプロセスを開始します。 アプリ
は Bluetooth がまだオンになっていない場合はオンにするように要求し、範囲内で利用可能なすべてのCOLTデバイスを一覧表示します。
ユーザーは、デバイスに刻印されているシリアル番号を使用して、デバイスの名前を識Android画像 1

Android画像 2

Android画像3

Android画像4iOS画像1

iOS画像2

iOS画像3

iOS画像4

ユーザーがデバイスに初めて接続すると、次のページに示す画面が表示され、ワイヤアプリの使い方別できます。以下の画面 1、2、3、4 を参照してください (Android/IOS)。

Part No:
SU3715
Issue 3

ロープデータベースは表示されません。 初めて接続するときは、アプリのローディングに約30～60秒かかります。

03Android 画像5

iOS画像 5

上記画面(画像5)が表示された場合、まずワイヤーロープデータベースの更新を行ってください。メニューボタンをタップし、メニューリストから [update database] (データベースの更新)を選択します(画像6)。確認メッセージがポップアップ表示されますので [OK/Yes] (はい)を選択するとアプリはデータベースのダウンロードを開始します(画像7～9)。
注: アプリケーションの更新を正常に行うには、モバイルデータまたは Wi-Fiをオンにするアプリの使い方必要があります。

Part No:
SU3715
Issue 3

Android画像6

Android画像7

Android画像8

Android画像9

Android画像10

iOS画像6

iOS画像7iOS画像8iOS画像9

iOS画像10

更新が成功すると(Screen10)、データベースに約150種類以上のワイヤーロープが追加されます。ユーザーがこれから計測するワイヤーロープと同じ仕様(構成、ロープ04

径等)のものがあれば、それを選択し使用することができます。

3.1 ホーム画面
ホーム画面ではスクリーン上部で張力読取値を確認でき、またこの画面から[単位変更(Change Unit)]、[データロギング(Data Log)]、[ゼロ設定(Zero)]、[ピークホールド(PeakHold)]などの設定が行えます。
さらにホーム画面下部では選択したワイヤーロープの詳細が確認できます([ロープ径(Rope Dia)]、[ロープ構成(Configuration)]構成、[材質(Material)]、[コルトのシーブポジシ
ョン(Sheave Position)]、[校正時の最大値(Max range)])。画面右上のアイコンではコルト本体の電池残量、Bluetooth接続、オーバーロードの有無、現在選択されているデータ

Android画像11

データログ(Data Log)

iOS画像11:

データログを開始できます。 このタブをタップすると、[ジョブの詳細入力画面(Enter JobDetails)]に移動し緯度、経度、温度、風速、風向の入力の他、データログタイプを選択します。 詳細はP.8をご覧ください。
単位変換(Change Unit):

読取値の単位をドロップダウンリストからkg、te、lbs、kNを選択し変換できます。
ピークホールド(Peak Hold):

このタブを選択すると、ピークホールド値を保持できます。再度タブを押すと、ピークホールド値が解除されます。

ホーム画面

ログ方法が確認できます。

Part No:
SU3715
Issue 305

ゼロ調整(Zero)：

このタブをクリックすることで現在の読取値をゼロにすることができます。 このゼロ調整
は全てのワイヤロープに共通であるため、ロープごとにゼロシフトがあります。そのため計測前には必ずゼロ調整を行い、読取値がゼロであることを確認するようにしてください。

Android画像12

iOS画像12

Android画像13

iOS画像13コルトアプリでは、任意のしきい値を設定してオーバーロード(過負荷)、アンダーロード(負荷不足)アラームを起動させることができます。 アラームが起動するとホーム画面がオレンジ色(アンダーロード)、又は赤色(オーバーロード)に点滅します(画像12,13)。
画面をタップするか、読取値がしきい値の範囲内におさまるとアラームはオフになりまホーム画面す。 アラーム機能は[User Settings(ユーザー設定)]で無効にできます。

注: コルトとアプリの接続が途切れると、デバイスの切断について通知するポップアップが表示されます(画像14)。 [再接続(Reconnect)]をタップすると再接続できます。 ディス
プレイに使用可能な全てのデバイスが一覧表示されるので、必Part No:
SU3715
Issue 306

要なデバイスを選択してください。
Android画像14iOS画像143.2 モード選択
COLT アプリには 2 つのモードがあります。
1.ワイヤーロープモード（Wire Rope Mode）
2.エレベーターモード(Elevator Mode)
2つのモードはメニューから選択可能です。 現在選択中のモードはメニューの黄色部分から確認できます。 モードの変更を行う場合は黄色部分の更新アイコンを押します。ワイヤーロープモードは標準モードです。選択したワイヤーロープの張力計測・記録を実行することができます。エレベーターモードは最近追加された新機能です。エレベー

メニューからのモード選択(Android)

メニューからのモード選択(iOS)

3.2.1 ワイヤーロープモード
モード変更をした場合、アプリはまずBluetoothデバイスの検索を行い接続可能なデバイスのシリアル番号を画面上にリストアップします。 接続したいデバイスを選択して[接続(Connect)]ボタンを押してください。(アプリのBluetooth使用許可はオンにしておいてください)。デバイスとの接続が完了すると、ホーム画面にリダイレクトされます(画像15)。コルト
での計測を開始する前に[メニュー]から[データベースの更新(Update Dadabase)]をクリックして、ワイヤーロープデータベースの更新を行ってください。その後にメニュー欄の[ワイヤーロープ(Rope)]から計測したいワイヤーロープを選択します。選択したワイ
ヤーロープは詳細がホーム画面に表示されます(画像16)。

モード選択

ターの計量及びバランスの計測・記録を行うことができます。

Part No:
SU3715
Issue 307

Android画像15iOS画像15Android画像16iOS画像16

ワイヤーロープモードでは読取値の監視及び読取データの記録を行うことができます。
データログ(Log)：ワイヤーロープモード

データログを開始するためにはまず[データログ(Data Log)]をタップします(画像16)。ジョブ詳細入力(Enter Job Details)画面が表示されますので(画像17)、ジョブID(必須項目)を入力し、次にデータログタイプ(Data Log Type)入力欄で記録の方法を次の5つから選択します。
①マニュアル(手動)ログ(Manual)②タイマー(自動)ログ(timed)③マルチアンカーログ(Multi Anchor) ④オーバーロードログ(Overload)⑤平均値ログ(Average)
他の項目を入力し[スタート(Start)]を押すとデータログを開始できます(画像17,18)。
①マニュアル(手動)ログ(Manual) ：マニュアルログは手動のオンデマンドプロセスです。計測中に[記録(REC)]ボタンを押した瞬間の読取値のみがログファイルに記録されます(画像19)。記録が完了したら、[ログの終了(End Log)]を押すとログデータファイルを保存し、ログファイルの表示・送信・削除の選択ができるポップアップが表示されます(画像20)。

Part No:
SU3715
Issue 308

Android画像17Android画像18Android画像19Android画像20

iOS画像17iOS画像18iOS画像19iOS画像20②タイマー(自動)ログ(timed) ：任意の時間間隔で読取データを自動的に記録することができます。ジョブ詳細入力時に[データログタイプ(Data Log Type)]でタイマーログ(Timed)を選択すると、同画面に[計測間隔(Time Interval)]入力欄が追加表示されますので、任意の秒数を記入してください。その読取データの記録は再生ボタンタンをタップすると開始します。記録が完了したら、停止ボを押してください。ログデータファイルが保存され、ファイルの表示・送信・削除オプションが画面にポップアップ表示されます。
③マルチアンカーログ(Multi Anchor)：
複数のワイヤーロープを一度のログで計測・記録を行うことができます。ジョブ詳細入力時にこのログ方法を選択すると、同画面に[アンカーレッグ(Max legs)]及び[ワイヤーロープ本数(Max Wires)]入力欄が追加表示されます。各本数はドロップダウンリストから選択します(画像21)。また同画面でロープ角度の入力可否(Is elevation required？)設定のトグルボタンも追加表示されますが、これをオンにすると計測ごとにロープ角度の入力が求められます。
その他項目を入力し[スタート]をタップするとホーム画面に戻ります。
マルチアンカーログは手動のオンデマンドプロセスです。計測中に[記録(REC)]ボタンを押した瞬間の読取値のみがログファイルに記録されます(ジョブ詳細で高さ要件をオンにした場合は記録の都度その記入が求められます(画像23))。※注１
選択中のアンカーレッグ及びワイヤーロープはホーム画面中央に表示され、変更もここから行うことができます(画像22)。また各ロープの測定時に写真をキャプチャする機能もあります。※注2 記録が完了したら、[ログの終了(End Log)]を押してください。ログデータファ
イルが保存され、ファイルの表示・送信・削除オプションが画面にポップアップされます。
※注１ 同じワイヤロープで2回記録しようとすると、アプリから読取値の[上書き(Override)][調整前/後(Before/After)]又は[キャンセル(Cancel)]の選択を求められます。
※注2 ログデータファイルをPDFで出力した場合には、写真がデータ内に埋め込まれます
が、CSVで出力した場合には写真はファイル内に表示されません。

ワイヤーロープモード

他項目を入力して[スタート]をタップするとホーム画面に戻ります。

Part No:
SU3715
Issue 309

ワイヤーロープモード

Android画像21

Android画像22

Android画像23

Android画像24

Android画像25

Android画像26

iOS画像21

iOS画像22

iOS画像23

iOS画像24

iOS画像25

iOS画像26

Part No:
SU3715
Issue 310

iOS画像27④オーバーロードログ(Overload)
オーバーロード発生時の読取値を記録することが出来ます。このログ方法を利用する為には、メニュー→[ユーザー設定(User Settings)]→[アラーム(Alarm)]→[高アラーム(Alarm High)]でしきい値(％)を事前に設定しておく必要があります(詳細はP.22)。
ジョブ詳細入力時にログ方法をオーバーロード(Overload)に設定し、ホーム画面で再生ボタンを押してからコルトでの計測作業を行ってください。読取値が高アラームのしきい値を超過した際に、アプリはその値を自動的に記録します。記録が完了したら停止ボタンを押してください。ログデータファイルが保存され、ポップアップが表示されます。

⑤平均値ログ(Average)
読取データの平均値を取ることができます。ジョブ詳細入力時にログ方法を平均値(Average)に設定してください。平均値ログは手動のオンデマンドプロセスです。計測中に[記録(REC)]ボタンを押した瞬間の読取値のみがログファイルに記録されます。記録が完了したら、[ログの終了(End Log)]を押すとログデータファイル及び読取データの平均値を保存し、ポップアップが表示されます。
※注： 全てのデータログファイルはCSV・PDF形式でレポート出力及び送信ができます。

ワイヤーロープモード

Android画像27

Part No:
SU3715
Issue 311

3.2.2 エレベーターモード
エレベーターモードは、エレベータの重量計測や、その重量を基準としたバランス測定に使用することができます。バランス測定では、ユーザーは任意の本数のワイヤーロープを選択し、その本数基づいて各ワイヤーロープに掛かる張力を確認することができる
ほか、スライダーグラフを見ながら各ワイヤーロープに掛かる張力を簡単に調整するこ

エレベーターモードとができます。

Part No:
SU3715
Issue 312

ホーム画面

規約条件

モード選択画面エレベーターモードを使用するためにはアクティベーションのための認証コードが必要です。

アイコンをタップして、デバイスIDを添えてメールで認証コードをメーカーに申請してください。コードを受け取ったら、エレベーターモードを有効にします。 尚、認証コード
画面にはシミュレーションモード(Simulation Mode)もありますが、これはアプリの動作イメ

初めてコルトに接続する場合にはデータベースの更新をまず行ってください。

データベース更新が完了したら、[ホームへ戻る(Back to Home)]をタップし、メニュー画面の[ワイヤーロープ(Rope)]から計測するロープを選択してください。

[ジョブ(Job)]ボタンを押すとこの画面が表示されます。

データログはホーム画面で [ジョブ(Job)]アイコンを選択することで開始できます。ユージョブ詳細入力（Enter Job Details）画面が表示されまうのでジョブの詳細を入力します。ここでは2つのジョブモードを選択できます。
● エレベーター重量計測(Car Weighing)モード● エレベーターバランス計測(Car Balancing)モード

エレベーターモード

ージをつかむためのもので、実際の計測には使用できません。

Part No:
SU3715
Issue 3

ジョブ詳細入力画面 (Android)

ジョブ詳細入力画面 (iOS)13エレベーターの重量計測モード(Car Weighing)：
データログを開始する前に、まず正しいワイヤーロープが選択されていることを確認してください。また風袋引きを行い荷重値をゼロにしておく必要があります。 ジョブ詳細入力(Enter Job Details)画面に移動したら、必要な全ての情報を入力してください。データロ
グタイプを「重量計測(Car Weighing)」として選択し[開始/保存(Start/Save)]をタップします。ポップアップ画面が表示され各ワイヤロープの計測を3回ずつ行うよう求められます。OKを押して確認してください。[記録(Record)]ボタンをタップするとデータログ

エレベーターモードを開始します。

重量計測モード(Car Weighing)を選択

ジョブ詳細を入力し保存(Save)を選択

Part No:
SU3715
Issue 314

計測結果を記録する場合は[記録(Log)]、上書きする場合には[上書き(Override)]を選択

計測を3回行うとポップアップが表示されます。次のワイヤーに移る
場合は[次のワイヤー(Next wire)]、計測の上書きを行う場合は[上書き(Override)]を選択

各ワイヤーロープの計測を3回ずつ実施するよう求めるポップアップが表示されるのでOKをタップ全てのワイヤーロープの測定が終了すると、ポップアップメッセージが表示されます。[計測の終了(End Weighing)]を押すと、エレベーターの重量が表示されます。結果を確認
しOKをタップすると、ユーザーはログの表示(View)、CSV又はPDFファイルによるログの送信(Send as CSV/PDF)、削除(Delete)を行うことができます。ポップアップから新しいエレベーターバランス計測モード:
データログを開始する前に、まず正しいワイヤーロープが選択されていることを確認してください。また風袋引きを行い荷重値をゼロにしておく必要があります。 ジョブ詳細入力(Enter Job Details)画面に移動したら、必要な全ての情報を入力してください。データログ
タイプを「バランス計測(Car Balancing)」として選択し[開始/保存(Start/Save)]をタップします。ポップアップ画面が表示され各ワイヤーの計測を3回ずつ行うよう求められます。OKを押してください。[記録(Record)]ボタンをタップするとデータログを開始します。

エレベーターモード

Datalogジョブを開始することもできます。

Part No:
SU3715
Issue 3
重量計測モード(Car Weighing)を選択

ジョブ詳細を入力し[保存(Save)] (Android)又は[開始{Start)] (iOS)を選択.

各ワイヤーロープの計測を3回ずつ実施するよう求めるポップアップが表示されるのでOKをタップ

15

エレベーターモード

重量計測モードと同じ要領で[記録(Log)]又は[上書き(Override)]を選択

重量計測モードと同じ要領で[次のワイヤー(Next wire)]又は[上書き(Override)]を選択

I全てのロープの測定が終わるとポップアップが表示されます。OKを押すと各ワイヤーロープのバランス調整を行う画面に進むことができます。Androidアプリの場合、作業を進めるためにはオレンジ色のタブを押してください。iOSアプリの場合は、ホーム画面にスライダーグラフと公差設定オプションが自動的に表示されます。

Part No:
SU3715
Issue 316ワイヤーのバランス調整作業に進むよう促すポップアップが表示されます。OKを押してください。

ホーム画面にスライダーグラフと交差設定欄が表示されます。.

[次のワイヤー(Next wire)]又は[上書き(Override)]を選択するポップアップが表示されます。

読取値がグラフの緑色帯から外れた場合には、ポップアップが表示され次に進むかどうか確認されます。

全ての読取が終了すると、ポップアップが表示されバランス調整の終了(End Balancing)か結果の上書き(Override)を選択することができます。

作業終了後はログの閲覧、削除、CSV・PDFファイルの送信、又は新しいジョブの開始を選択できます。

メニュー画面から[レポート(Report)]を選択すると、保存されたレポート(ログデータ)の一覧が表示されます。重量計測(Car Weighing)及びバランス計測(Car Balancing)レポートはリスト中のアイコンで見分けることができます。各レポートをタップすると、レポートの詳細がアプリ内で表示されます。

エレベーターモード

バランス調整スライダーグラフ： このグラフは赤色及び緑色帯から成り、緑色帯はワイ
ヤー張力のターゲット値の(推奨)範囲を表します。その範囲はグラフ下部記載のターゲット値(Target)とオレンジ色タブの交差％(Torelance)から設定されます。調整が必要なワイヤーロープを選択して計測を再度行い、読取値がグラフの緑色帯の範囲内に収まるように張力を調整します。読取値が範囲内に収まるとアフター読取値(After)として記録されますので、次のロープに移動するか最後のロープを上書きしてください。

Part No:
SU3715
Issue 317

3.3 ワイヤーロープの選択
COLTを使用するためには、アプリで計測するワイヤーロープを事前に選択しておく必要あります。メニューバーから[ワイヤーロープ(Rope)]を選択すると、ロープリストが表示されるので、その中から該当するワイヤーロープを選択します。また特定のロープをお気に入りに設定することも可能です。
ロープをお気に入りリストに追加するにはワイヤーロープを長押しします。リストへの追加を確認するポップアップが表示されますのではい(Yes)を選択してください。お気に入りのロープは、ロープ詳細の右側に「★」マークが表示されます。お気に入りリストからロープを削除するには、同様の手順で該当ロープを長押しします。削除を確認するポップアップがワイヤーロープ表示されます。（参考として、以下の画面を参照してください）。

Android画像28

Part No:
SU3715
Issue 318

Android画像 29

Android画像 30

Android画像 31

iOS画面 29

iOS画面 30

iOS画面 31

ワイヤーロープ

iOS画面 28

Part No:
SU3715
Issue 319

3.3.1 校正チェック:
コルトにはオプション品で校正チェックバー(CAL Rod)があり、コルトの計測精度を使用前に確認・検証することができます。但しこの校正ツールには使用回数が決められており、アプリからその使用回数を確認することができます(校正チェックバー単体での購入も可能)。
【校正チェックバー(CAL Rod)の使い方】

校正チェック(CAL Check)① アプリを起動し、ホーム画面から[メニュー]ボタン を選択します。次に[Rope(ワイヤーロープ)]をクリック、検索ウィンドウから検索すると校正(CAL Check)が表示されますので選択します。ポップアップが表示され校正バーのシリアルNo.の入力を求められます。
② 校正バーの端部に刻印されているシリアルNo.を記入し、[登録(SAVE)]をタップするとホーム画面に戻ります。
③ 校正チェックを行う前にゼロ点調整を行います。コルトを水平面に置いた状態でゼロ点調整ボタンをタップし、計測値がゼロであることを確認します。
④ コルトの調整シーブと固定シーブとの間に挟み込むようにして校正バーをセットします。
⑤ コルトのハンドルバーを閉じて計測します。計測値が1.27～1.45t(2800～3200lbs)の範囲で安定すると校正チェック終了(Cal check is done)のメッセージが表示されます。
⑥ メッセージ内の[OK]をタップすると校正チェックの作業は終了です。アプリは[ワイヤーロープ(Rope)]ページに移動し、計測するワイヤーロープを選択できます。
校正チェックバーの使用限度は500回までで、アプリでは校正チェックバーの使用回数も管理しています。正確な回数を反映するためには同じスマートフォンで校正チェックを行う必要があります。使用回数はメニュー一覧内にある[レポート(Report)]で確認できます。使
用限度回数を超えると、アプリがアラートメッセージを表示します。
下記リンクから校正チェックバーの使い方の動画が閲覧できます。
https://youtu.be/d-wlbMeRfoo

Part No:
SU3715
Issue 320

Android画面 32

Android画面 33

Android画面 34

Android画面 35

iOS画面 32

iOS画面 33

iOS画面 34

iOS画面 35

3.4 ユーザー設定(User settings)
ここでは計測開始前に各種設定を行うことができます。計測単位(Unit)、最小表示単位(Resolution)、マイナス値の表示(Show negative value)、低・高アラーム(Alarm)はユーザー設定全てここから設定可能です。

Part No:
SU3715
Issue 3

Android/iOS画面 3621

アラーム設定(Alarm):
ここでは高アラーム(Alarm high)及び低アラーム(Alarm Low)を設定できます。
しきい値は選択中のワイヤーロープの使用荷重に対する％で設定されます。

Android画面 38

iOS画面 37

iOS画面 38

ユーザー設定Android画面 37

Part No:
SU3715
Issue 322

Android画面 39

iOS画面 39

計測単位(Unit):
ここでは計測単位をkg / te / lbs / kNに変換することができます。ここで設定した単最小表示単位(Resolution):
ここでは最小表示単位の選択を下記の通り行うことができます。
□㎏：2 / 5 / 10
□te：0.002 / 0.005 / 0.010□lbs：2 / 5 / 10
□kN：0.02 / 0.05 / 0.10

ユーザー設定位はデフォルト設定としてホーム画面での読取値の表示に反映されます。

Part No:
SU3715
Issue 323

Android画面 40

iOS画面 40

マイナス値の表示(Show negative value):
ここでは読取値のマイナス値表示の有無を設定することができます。 トグルボタンを有ユーザー設定効にした場合、読取値にはマイナス値も表示されます。 トグルボタンを無効にした場合Part No:
SU3715
Issue 324

は、ゼロ以下の測定値は全て“0”と表示されます。
ワイヤーロープデータベースのバージョン(Wire rope Database Version):
ここではアプリ内のデータベースのバージョンを確認することができます。

3.5 レポート(Report):
レポート機能では、全ての計測データログと校正ツールバー(CAL rod)の使用回数の記録が格納されています。データログの閲覧、CSV / PDF形式での送信、ダウンロード

Android画面 41

Android画面 42

Android画面 43

Android画面 44

iOS画面 41

iOS画面 42

iOS画面 43

iOS画面 44

レポートが可能です。

Part No:
SU3715
Issue 325

3.6 接続解除(Disconnect):
ここでは接続可能な範囲内にある全てのコルトを検索し一覧を表示させることができます。使用する本体を選択して[接続(CONNECT)]を選択するとアプリとの接続が行われます。アプリの動作や計測値に不具合が生じた場合に、この機能を使って本体に再接続することで不具合の解消を図る方法もあります。

接続解除

Android画面 45

Part No:
SU3715
Issue 326

iOS画面 45

3.7 ワイヤーロープデータベースの更新(Update database):
ここではアプリ内のワイヤロープデータベースを最新版に更新することができます。アプ
リをインストールしたら、まず一番最初にこのデータベースの更新を行ってください。
注記：一度アプリ内のワイヤーロープデータベースが更新されてしまうと、旧バージョンを再インストールすることはできなくなりますのでご注意ください。

3.8 ヘルプ(Help):
ヘルプ機能では、本アプリの取扱説明書(PDF)を閲覧することができます。お使いのスマートフォンがPDFファイルを表示できるかどうかご確認ください。

ここではメーカーのウェブサイトから製品情報を調べることができます。お使いのスマートフォンのインターネット / Wi-Fi通信がONになっていることをご確認ください。

注記:
メーカー設定(Manufacturer settings)及び校正(Calibration)のアクセス権限はメーカーにのみあるもので、原則としてお客様はご利用いただけません。

その他メニュー項目

3.9 製品情報(Product Info):

Part No:
SU3715
Issue 327