1102091018-226

MESS-TEK

ボルト締めランジュバン振動子駆動用コントローラ
Bolt-clamped Langevin type Transducer Controller

M-5107W
概要
ボルト締めランジュバン振動子（ＢＬＴ）駆動用のコントロールユニットの対応周波数と対応最大電流を拡大しました。 １０ＫＨｚ～９０ＫＨｚ、２．１２Ａｒｍｓ（約２２５Ｗ） に対応可能です。
各社ＢＬＴ製品のほとんどに対応可能のため、超音波応用実験や装置開発等に最適です。本器をピエゾドライバーに接続するだけで、ＢＬＴを共振駆動させる事が簡単に行なえます。更に、駆動中に共振周波数が変動しても、自動で共振周波数に追尾し、常に最大能力で駆動させる事が出来ます。
・発振周波数の設定機能(10～90kHz)
・対応最大電圧／電流： 106Vrms/2.12Arms・共振周波数にロック・オン状態で LED 点灯表示
・ＢＬＴの駆動周波数・電流・電圧をＬＣＤ表示・ＢＬＴ駆動モニタ端子（周波数・電流・電圧）・超音波応用実験（センシング，化学反応促進，切断・溶着・機械加工，洗浄，攪拌等）や装置開発向けに最適

周波数制御範囲が広い！

Ａ社
Ｂ社

・各社ＢＬＴ製品をカバー
・色々なＢＬＴを使えるので実験・装置開発に最適

Ｃ
社
Ｄ社

仕様

1

共振周波

9 1

0数（KHz）

0 0

BLT コントローラ

BLT Controller

0M-5107W

周波数制御範囲

Frequency control range

10～90kHz(10 回転ポテンショメータ)出力電圧制御範囲

Output voltage control range

0～10Vpp(10 回転ポテンショメータ)周波数表示範囲

frequency display range *1

電圧表示範囲Voltage display range *1

LCD 0.00～99.9KHz
LCD 000.0～199.9Vrms

電流表示範囲Current display range*1

共振駆動

Resonance drive

LCD 0.00～9.99Arms

正弦波出力信号

Sine wave output signal

ＢＬＴ接続端子BLT connetor

電圧モニタ

Voltage monitor

出力電圧の 1/100(BNC コネクタ)

電流モニタ

Current monitor

電圧出力で電流電圧比１対 1(BNC コネクタ)

ON / OFF(“ LOCK IN ” スイッチ)
ON / OFF(“ DRIVE ON ”スイッチ)
ターミナル(BLT を接続) バナナプラグ接続可能

周波数モニタFrequency monitor

信号出力コネクタ

Signal output connetor

BNC(ピエゾドライバー入力を接続)

5Vpp の矩形波(BNC コネクタ)

高電圧入力コネクタ

High voltage input connetor

BNC(ピエゾドライバー出力を接続)

寸法 (mm)Body size

電源

Operating voltage

160W × 149H × 230D
AC 100 V - 240V 50Hz / 60Hz㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

72/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK
ブロック図
主要機能ブロック図内のディジタルＰＬＬ制御部／ＤＤＳ発振回路は、弊社の独自回路技術によるピエゾ共振駆動に特化した回路です。このディジタルＰＬＬ制御によりＢＬＴの共振周波数に自動追尾させる事が出来ます。また、ＰＬＬ機能を解除してＢＬＴの駆動周波数・電圧を自由に調整させる事も可能です。
周波数調整
ダイヤル

出力電圧調整ダイヤル

正弦波出力ＯＮ/ＯＦＦスイッチ
周波数モニタ
共振駆動
ＯＮ/ＯＦＦスイッチ
LOCK ON LED 付き

ディジタル
ＰＬＬ制御部

電流モニタ＋
ＤＤＳ発振回路
正弦波出力信号(ドライバー入力へ)

電圧モニタ

電流センサ

高電圧入力信号(ドライバー出力から)

I 実効値変換

ＢＬＴ出力

Ｖ実効値変換ＬＣＤ（４行×１６桁）

組合せ例
弊社にはＢＬＴを駆動出来るピエゾドライバー製品もありますが、お客様がお使いのピエゾドライバー（信号入力端子有り）にも接続可能です。また、お使いになるＢＬＴに最適なピエゾドライバーを紹介出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

弊社ピエゾドライバーM-26109B

ＢＬＴコントローラ

M-5107W

Max.
106Vrms，2.12Arms
BLT
ドライバー入力

ドライバー出力㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

73/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

外付け USB-DAC M-5104A★ピエゾドライバ、ピエゾコントローラに内蔵する場合の型式は下記となります。
1CH：M-9203A-1
3CH：M-9203A-3●ポケットサイズの１６ｂｉｔ

USB-DAC●持ち運びが容易なため、事務所の PC、作業現場等場所を選ばすどこでも利用可能●USB 絶縁内蔵なので、PC からのノイズ影響低減●デジタル・アナログは内部絶縁なので、出力ノイズ極小●出力電圧範囲を±10V/0～+10V/±5V/0～+5V/-2.5～+7.5V/±3V に切替可能●出力電圧範囲内で任意の指定電圧を出力可能●簡単なサンプルプログラム付属の為、すぐ使用可能●テキスト(ASCII)コマンドのため、ターミナルソフトからのコマンド入力での制御も可能
寸法 W140×D100×H30mm
重量 250ｇ

仕様 Technical Data
型式

M-5104A-1

出力チャンネル数

1 チャンネル

M-5104A-3
3 チャンネル

分解能

16bit（0～65535）

出力端子BNC コネクタ

出力電圧±10V/0～+10V/±5V/0～+5V/-2.5～+7.5V/±3V 切替可±0.1％FS(typ)レジューム機能
通信方法
通信速度
消費電流(USB バスパワー)
外形寸法（mm）

レジューム機能有･無切替可能(出荷時設定は機能有り

欄外※参照)

仮想 COM ポートによるシリアル通信
38.4Kbps※パソコンからの受信のみ
350mA 以下

400mA 以下

W140×D110×H30mm（突起物は除く）

重量約 250ｇ

規格

USB2.0（フル・スピード）準拠※パワーオン(USB コネクタ差込)直後、「前回終了時の設定電圧」が出力されます（「レジューム機能有り」で出荷されます）。
※パワーオン(USB コネクタ差込)直後、電圧を出力させたくない場合、「レジューム機能無し」にお客様側で変更出来ます（取扱説明書を参照して下さい）

サンプルプログラム●仮想 COM ポートの通信設定●１チャンネル～３チャンネルに対し、任意の電圧を設定●任意の電圧を 16bit(0～65535)に変換したコマンドが実行されます。

※サンプルプログラムは LabView 2014 で作成されています。
バージョンの異なる LabView では開けない可能性があります。

㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

74/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

静電容量型変位計シリーズ
きわめて高分解能、非接触での変位測定
高速応答、周波数特性切替え可能

M-2218超小型(114W×26H×100D) 、低コスト
装置組込に最適
アプリケーション例
精密変位測定・ストローク・振動・厚み・そり・偏心の測定
・精密位置決めステージ
・板厚測定
・水平度測定・軸ブレ測定・微小変位制御機構組込
変位計本体

DetectorModels

M-2218Channels

1型式
チャンネル数出力電圧±10V（フルストローク±5V）

Analog output

オフセット調整DC offset±10V（ON／OFF 付き）※1

出力直線性

Linearity

センサプローブカタログ参照※2

応答周波数Bandwidth

100Hz 1kHz 10kHz (-3dB)※3

測定レンジ

Dynamic range

最小分解能

センサプローブ TRA,CA,CB,CC,CD シリーズより選択
センサプローブカタログ参照

Resolution

出力端子

Output connector

センサコネクタSensor connector

BNC
LEMO 0S.650
0～40℃

使用環境

85%RH 以下(結露なきこと)

直射日光の当たらない
腐食性物質を含まないほぼ１気圧の室内

電源
外形寸法/質量
付属品

Power supply
Dimensions/Weight

DC±15V(AC90～264V－DC±15V アダプタ付属)
消費電力

4VA（±15V）

114W×26H×100D（突起部を除く）／300g
電源ｹｰﾌﾞﾙ(ｹｰﾌﾞﾙ長 2m), 調整ﾄﾞﾗｲﾊﾞ

Accessories

AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ｹｰﾌﾞﾙ長 1.8m),65W×38.5H×118D（突起部を除く）※1 付属の精密ドライバで調整可能です。

MESS-TEK:M-2218
MODELSERIAL NO :POWER:
DC±15V CALIBRATED:
4VA※2 測定レンジ内※3 応答周波数はロータリースイッチによる切替え式となっております。応答周波数が下がるほど分解能は良くなります。応答周波数の誤差は-10%以上となります。
オプションで縦置スタンドを取付けることもできます。
お問い合わせください。

製品の仕様は改良の為に予告無く変縦置スタンド取付イメージ更される場合があります。ご検討の際㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

75/93

MESS-TEKC-SensorM-2218には最新の仕様をお問合せ下さい。

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

静電容量型変位計センサプローブ

TRA,CA,CB,CD,CF シリーズ

共通仕様
0～80℃※185%RH 以下(結露なきこと)

使用環境

直射日光の当たらない、腐食性物質を含まないほぼ１気圧の室内
長さ 1.5ｍ※2ケーブル
主要材質

φ2.3

SUS304※1 精度を保つため、測定時には一定環境で使用してください。
※2 ケーブル長についてはご相談により変更可能です。最長 10m まで伸ばすことができますが、伸ばすことによって非直線性誤差、ノイズ(分解能)が大きくなります。

センサプローブ各仕様
基準位
置(μm) TRA316-20
Sensor外径サイズ(mm)最小ターゲットサイズ(mm)測定フルスケール(μm)

FS2020FS5050

FS100

100

FS200

200

FS300

250

FS500

350

FS1000600

FS20001200

FS30001700

FS40002200上段：非直線性誤差

Sensor型式
CA50

CA100

CF200-04
TRA616-200

CD500

φ6φ6φ4φ6φ6φ1015×20φ20φ2024×29φ3φ6φ4φ6φ6φ10φ10φ20φ20

φ20

0.10%
0.1 / 0.5

0.10%
0.05 / 0.2
0.10%
0.3 / 3.0

0.10%
0.1 / 0.5
0.08%
0.2 / 5.0

0.10%
0.05 / 0.5
0.05%
0.1 / 1.0
0.10%
0.5 / 5.0

0.08%
0.3 / 1.0
0.05%
0.3 / 1.0
0.08%
1.0 / 5.0
0.20%
2.0 / 300.08%
0.3 / 1.0
0.05%
0.3 / 1.0
0.08%
1.0 / 5.00.20%
2.0 / 300.10%
2.0 / 100.10%
3.0 / 200.50%
4.0 / 201.0%
10 / 1000.10%
2.0 / 100.10%
3.0 / 200.50%
4.0 / 201.0%
10 / 1000.10%
2.0 / 100.10%
3.0 / 200.50%
4.0 / 201.0%
10 / 100(±％/FS)、

0.05%
0.1 / 1.0
0.08%
0.3 / 3.00.10%
0.5 / 100.20%
1.0 / 15

TRA1020-1K CB1K-01 TRA2025-2K TRA2018-2K CB2K-01

下段：分解能(nm-rms) Filter100Hz / Filter1kHz の場合㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

76/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK
センサプローブ一覧
TRA316-20-V1

TRA316-20-V2

TRA316-20-V3

TRA616-200-V1

TRA616-200-V2

TRA616-200-V3

TRA1020-1K-V1

TRA1020-1K-V2

TRA1020-1K-V3

210102021ma

10201ma

220

TRA2025-2K-V1（RoHS10 物質未対応)

TRA2018-2K-V2

TRA2018-2K-V3

センサ選択の際は必ず型式(ケーブル引出口)と FS(Full scale)測定レンジをご指定ください。注文例：TRA616-200-V3 FS200, CA50-03 FS50
形状、材質、FS 測定レンジのご希望があれば特注対応可能です。
製品の仕様は改良の為に予告無く変更される場合があります。ご検討の際には最新の仕様をお問合せ下さい。

㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

77/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK
センサプローブ一覧
CA100-01

CA50-01

CA50-02

CA50-03

CD500-01

CD500-02

CD500-03

CB1K-01
厚さ精度 5±0.05

22 用2用

1110102× 2 通し深2CB2K-01
厚さ精度 5±0.05

センサ選択の際は必ず型式(ケーブル引出口)と FS(Full scale)測定レンジをご指定ください。注文例：TRA616-200-V3 FS200, CA50-03 FS50
形状、材質、FS 測定レンジのご希望があれば特注対応可能です。
製品の仕様は改良の為に予告無く変更される場合があります。ご検討の際には最新の仕様をお問合せ下さい。

㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

78/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK
センサプローブ一覧
ＮＥＷCF200-04
センサ先端とケーブルが分離するタイプです

020 0012㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

79/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

静電容量型変位計センサプローブ

CC シリーズ
センサ

大変位10mm

非接触

高速応答特性～10kHz特徴
非接触での変位測定・・・センサとターゲットは接触していません
ロングストローク・・・・～10mm(～20mm も応相談)
高速応答・・・・・・・・M-2218 との接続により 10kHz の応答可能省スペース設置可能・・・ターゲット、φ20mm のスペース・・・センサ、φ20mm のスペース
ターゲットを測定対象に固定し、測定します

ターゲット型式

外形図

CC10K-01

Dimensions

ご希望の外形、固定方法がありましたらご連絡ください

FS 測定レンジ

Full scale measuring

FS10mm(±5mm)

出力感度

Output sensitivity

1mm/V

基準距離

Normal distance

14mm

最小分解能

Resolution

100nm

出力直線性

Linearity±0.1%以下

ケーブル※2Cable

センサコネクタ

長さ 1.5ｍ

Sensor connector

φ2.3※1LEMO 0S.650
0～80℃※2
85%RH 以下(結露なきこと)
直射日光の当たらない、使用環境

腐食性物質を含まないほぼ１気圧の室内※1 ケーブル長についてはご相談により変更可能です。最長 10m まで伸ばすことができますが、伸ばすことによってノイズ(分解能)が大きくなります。
※2 精度を保つため、測定時には常温、一定環境で使用してください。

製品の仕様は改良の為に予告無く変更される場合があります。ご検討の際には最新の仕様をお問合せ下さい。

㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

80/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

オプション・アクセサリー
BNC ケーブル

静電容量型変位センサ用ケーブル

歪ゲージセンサ用ケーブル

型式 ： M-9907

型式 ： M-9908

型式：M-9918

外皮材質：PVC

外皮材質：PTFE

外皮材質：PVC

注文例
型式－形状タイプ－

全長指定 1・2・3・5・10 (m)M‐9907－PP－01

M‐9907－

PC－

01

M‐9908

－

PJ

－05－－

端子サイズ M3・M4 （PC タイプのみ）
M3形状タイプとは形状タイプ

外形イメージ図PJPPP※1

PC ※2※1：P タイプは M-9907、M-9918 のみ指定可能です※2：PC タイプは M-9907 のみ指定可能です。但し、 全長指定 → 3（ｍ）までとなります※3：M-9908 は全長指定 → 5（ｍ）までとなります㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

81/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

静電容量型変位センサ用_気密カプラ

歪ゲージセンサ用_気密カプラ

型式 ： M-9909

型式 ： M-9919

真空チャンバ―などへセンサプローブやセンサ付製品を導入する場合に導入端子として使用できます（詳細はお問合せください）

BNC プラグ中継用アダプター
型式：M-9915㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

82/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

オプション・表示器ユニット
温度表示器
型式 ： M-5206
ピエゾ製品の温度監視ができます

対象センサ

ピエゾ製品にオプション設定された温度センサ（測温抵抗体）

測定値のデジタル表示

4桁

アラーム機能

目標設定値を決めておきリレー出力できます

配線方式

押し締め端子

電源

定格 100-240VAC（-15～+10％）、50/60Hz

付属品

ブラケット（取付具）、ガスケット、電源ケーブル

小型変位表示器
型式 ： M-5207
ピエゾ製品（ひずみゲージセンサ付き）の変位表示ができます

対象センサ

ピエゾ製品にオプション設定されたひずみゲージセンサ

測定値のデジタル表示

4桁

配線方式

ネジ端子
コネクタ付属（ﾋﾟｴｿﾞ製品のｾﾝｻと接続可）

電源

定格 100-240VAC（±10％）、50/60Hz

付属品

電源ケーブル㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

83/93

Email.sales@mess-tek.co.jp

1102091018-226

MESS-TEK

エンドピース M-9914 シリーズ
本製品はアクチュエーターの先端に取り付けるエンドピースです。
外形寸法図㈱メステック MESS-TEK.Co.,Ltdwww.mess-tek.co.jp Tel.048-464-5001 Fax.048-461-3552

84/93

Email.sales@mess-tek.co.jp