Product Information

PIXRC-4552X

XRC-4552X は、回転機構に液体金属潤滑軸受（ＬＭ－軸受）を用い、陽極にタングステンとモリブデン合金でできた全金属大容量ターゲットを採用した、コンパクトで超高冷却性能のＣＴスキャナ用Ｘ線管です。
陽極熱容量は 2840 kJ (4000 kHU) で最大陽極冷却率は 10.2 kW です。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ...............................クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ...........................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 135 kV
公称焦点値：
大焦点 .......................................................................... 1.4 × 1.4
小焦点 .......................................................................... 0.9 × 0.7
公称陽極入力（照射時間:4s）：
大焦点 ............................................................................... 48 kW
小焦点 ............................................................................... 30 kW
公称ＣＴ陽極入力：
大焦点 ............................................................................... 48 kW
小焦点 ............................................................................... 26 kW
公称ＣＴスキャン入力：
大焦点 ............................................................................... 44 kW
小焦点 ............................................................................... 22 kW
駆動特性：
ステータ：ＸＳ－ＡＹ
三相スタータ駆動条件(管球側で計った値)(代表例)

駆動周波数
電力
電圧
電流
加速電圧印加時間

[Hz]
[W]
[V]
[A]
[s]

１ｓｔスタートアップ
501500130155２ｎｄスタート
アップ
120500168
7.515スタンバイ

ブースト

スキャン

1003501206.06120950200
9.09120500
168
7.5-

（陽極はＸ線出力の有無にかかわらず連続回転である｡）★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

XRC-4552X

陽極回転数 ..................................................................... 6360 min-1 以上
ステータ：
分類 .................................................................................. 三相
線間抵抗 ............................................................................ 3.8 Ω
絶縁抵抗 ........................................................................... 2 MΩ以上(DC 500 V にて測定)
熱交換器入力電力 ....................................................................... 360 W
熱交換器入力電圧 ................................................................ 単相 AC 200 V
熱交換器電源周波数 .................................................................. 50/60 Hz
正常使用における管容器温度範囲.................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠外囲器電流（135kV/100mA） ........................................................... 約 10 mA
外囲器電圧（135kV/100mA） .............................................................. 0 kV
機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全 長 .............................................................................. 493 mm
最大部直径 .......................................................................... 213 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................. 7°
直 径 .............................................................................. 140 mm
材 質 .....................................................................タングステン合金
固有ろ過 ....................................... アルミニウム当量 1.1 mm / 75 kV IEC60522:1999
Ｘ線遮蔽：
Ｘ線漏洩 ................................................................... 0.87 mGy/h 以下
漏洩線量測定条件 ........................................................... 135 kV，29.6 mA
Ｘ線照射範囲：管軸方向：
陽極側 ............................................................................. 3.3°
陰極側 .............................................................................. 21°
管軸に直角な方向 .................................................................... ±27°
質 量：
管装置本体 ........................................................................ 約 41 kg
熱交換器 .......................................................................... 約 26 kg
高電圧端子 ....................................................... IEC60526 形 Corrigendum1:2010
冷却方式 ........................................................................ 熱交換器方式
使用位置 .................................................................管軸水平に対し±30°
輸送時の位置 .................................................................アノードが上向き
架台回転時の遠心加速度 .................................................... 12 × 9.8 m/s2 以下- 2 -XRC-4552X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：（設定時） ............................................................ 135 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 67.5 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 80 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 400 mA
小焦点 .............................................................................. 300 mA
最大フィラメント電流（25kHz 以下）:
大焦点 ............................................................................... 5.2 A
小焦点 ............................................................................... 5.2 A
フィラメント電圧（25kHz 以下）：
大焦点（5.2 A） .............................................................. 9.7 ～ 13.2 V
小焦点（5.2 A） ............................................................. 10.5 ～ 14.4 V
連続陽極入力 ..............................................................4.0 kW (5.63 kHU/s)
熱特性：
最大陽極熱容量 ...........................................................2840 kJ (4000 kHU)
陽極冷却率 .............................................................10.2 kW (14.4 kHU/s)
実使用陽極冷却率 ........................................................5.7 kW (8.03 kHU/s)
管装置熱容量 .............................................................3750 kJ (5280 kHU)
公称連続入力：熱交換器付 ............................................................4.0 kW (5.63 kHU/s)
環境温度 40 ℃
油温度 80 ℃
短時間最大入力：
ＯＬＰがどのような状態にあっても絶対に超えてはならない値。
曝射時間［sec］
410203040100300

尖頭入力［ｋＷ］
小焦点30292726
25
150- 3 -

大焦点
48
43.5
403736200XRC-4552X

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 18 ～ 45 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 80 ％(結露ない事)
気圧 ......................................................................... 70 ～ 106 kPa
高度 ........................................................................... 2000 m 以下
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 75 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％(結露ない事)
気圧 ......................................................................... 50 ～ 106 kPa- 4 -XRC-4552X

陽極加熱・冷却曲線（ＯＬＰカ－ブ）

陽極に残留（または蓄積）する熱量 ［％］10010.2kW

905.7kW80706050

冷却403020加熱
100036912151821242730

冷却（または負荷） ［min］

注(１) この熱特性に基づいた熱の授受の計算をして，その時の陽極の熱量が求められ，次に曝射出来るＸ線負荷条件が決まります。具体的条件設定に際しては，弊社にお問い合わせください。
(２) 曝射条件はＯＬＰ（曝射制限プログラム）を使用して制限してください。
ＯＬＰカーブが組み込まれていない装置では使用しないでください。
やむを得ず使用する場合には，使用条件を弊社にお問い合わせください。
(３) ＯＬＰの作成に際しては弊社に条件を必ず確認願います。

- 5 -XRC-4552X

Ｘ線管装置加熱・冷却曲線

X線管装置に残留する熱量 ［kJ］

3750
3500

4.0kW
加熱

3000
2500
2000
1500
1000

冷却
500
00306090時 間 [min]- 6 -120150180

XRC-4552X

管電流特性（代表例）
大焦点
Ｅｐ：管電圧420400
Ep=120kV

300

管 電 流 [mA]

Ep=135kV

200

Ep=100kV
Ep=80kV

10004.04.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

フィラメント電流 [A]小焦点
Ｅｐ：管電圧300

管 電 流 [mA]

Ep=120kV
Ep=100kV

Ep=135kV
(参考値)

200

Ep=80kV

10004.0

4.2

4.4

4.6

4.8

フィラメント電流 [A](最大フィラメント電流 5.2A)- 7 -5.05.2

XRC-4552X

フィラメント特性（代表例）
1312
大焦点

フィラメント電圧 [V]

11
小焦点
1098
765
3.0

3.5

4.0

4.5

フィラメント電流 [A]

- 8 -

5.0

5.2

XRC-4552X

Ｘ線管装置本体外形図
単位：ｍｍ115.3112.2

67.611268.882

陰極

L：大焦点
S：小焦点
C：共通ケーブルＢOIL OUTLET

130259.57°

φ10825921455.2±1（20）

57.2

100

中心放射線かつ基準軸（20）206.330°130174.4φ21392234φ165φ177
焦点OIL INLET
35°

陽極

ケーブルＡ

58.3

防爆弁（1.96MPa)（正常時閉）

焦点位置
焦点中心

Ａ

4-M6、深さ15Ｂ-1.0mm≦Ａ≦1.0mm-1.0mm≦Ｂ≦1.0mm

130

塗装なし
オイルホース長 ２ｍ- 9 -XRC-4552X

架台への固定の為のねじ穴位置
単位：ｍｍ

4-M8 深さ 8

焦点位置- 10 -

XRC-4552X

Ｘ線管装置本体結線図

温度リレー(80±3℃)（常時閉）ケーブル B
8

端子台 TBS01

１234567

ケーブルＡ

１白2
黒3
橙4緑/黄5
黄6紫7白441122778899コネクタ（ＡＬＤＥＮ Ｈ－４０３）コネクタ（ＡＬＤＥＮ Ｈ－４０７）3556

Ｘ線管装置本体

UVW

E

GU ：ステータコイルＵ相V ：ステータコイルV相W ：ステータコイルＷ相
E ：管容器アース
G ：ゲッターME ：メタルアース- 11 -G

ME9白黒89

XRC-4552X

冷却装置外形図
単位：ｍｍ

A'

140

LED (黄色)

12押しボタン

AIR FLOW

G遠心A

ケーブル C
A-A' 視野図

145

90

155

90

4305

4

塗装： メラミン白（マンセル N9.5）- 12 -104

架台回転方向444465（4-M10）

26

2000

XRC-4552X

冷却装置結線図

250[V]- 13 -10[A]営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJ-XRC-4552X 2018-11