Thermo Scientific Sorvall Legend Micro
微量高速遠心機
Fits in. Stands out.

Safe, powerful,versatile,
easy-to-use

ThermoTM ScientificTM SorvallTM LegendTM Micro 17 微量高速遠心機はラボのルーチンワークに適したエントリーモデルです。
また、Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21 微量高速遠心機は、最大 2.1 万G のパフォーマンスを発揮し核酸のエタノール沈殿や微生物細胞の回収などの遠心時間をエントリーモデルに比べ 20% 短縮できるハイエンドリサーチモデルです。
Fits in.

Stands out.

コンパクトなユニットサイズ

直観的な操作が可能なシンプルなインターフェース

最大遠心力 2 タイプ：17,000 x g と 21,100 x g

遠心プロセスを短縮

多様なマイクロボリュームプロトコールに対応• 軽量なポリマー製ローターで最高スピード 21,100 x g
までわずか 12 秒で到達

• 標準付属のローターはバイオセーフティー対応
Thermo ScientificTM ClickSealTM リッド付
• 1.5/2.0 mL マイクロチューブおよび核酸抽出用ミニス
ピンカラムを 24 本遠心可能• 18 (2.0+0.5)mL デュアルローターは 1.5/2.0 mL マイ
クロチューブと 0.5 mL マイクロチューブをアダプターを使用せずに同時に遠心可能• 新開発 10 5 mL ローターで 5 mL マイクロチューブの遠心が可能 (ClickSeal リッド付 )• 0.5 mL マイクロチューブ用ローターに加え､ 8 連 PCR
チューブ用ローター､ ヘマトクリット用ローターもオプションで用意• 室温からセットした温度到達までわずか 9 分( 冷却付モデル )• ローターリッドはワンクリックで着脱可能でエアロゾル封込（バイオセーフティー）に対応
毎日のラボワークに理想的な一台• 化学薬品耐性に優れ､ 透明なPPSU 製の ClickSeal リッド
はローター内部の状態を確認可能 ­ 安全で便利。
• 静かなパフォーマンス
冷却無モデル <56 dBA
冷却付モデル <50 dBA• 最新の国際安全規格に適合• 2 年間の保証付き

Sorvall Legend Micro シリーズ微量高速遠心機
ローターとアクセサリー
画像カタログ No

容量（本× mL）

製品名

容器サイズ
Max RPM（φ×L mm）

Max RCF75003424

24x1.5/2.0 mL ローター
（ClickSeal リッド付）
標準付属品

24 × 1.5/2.0

11 × 50

14,800 rpm

21,100 x g

76003252

アダプター 0.5/0.6 mL チューブ用
24 個入

24 × 0.5/0.6

7 × 3214,800 rpm

21,100 x g

76003251

アダプター 0.25/0.4 mL チューブ用
24 個入

24 × 0.4/0.24

6 × 24

14,800 rpm

21,100 x g

76003250

アダプター 0.2 mL PCR チューブ用
24 個入

24 × 0.26 × 24

14,800 rpm21,100 x g

75003418

18 ×（2.0 + 0.5）mL デュアルローター（スクリューオンリッド付）

18 × 1.5/2.0
18 × 0.5

11 × 50

14,800 rpm

20,800 x g

75003436

36 × 0.5 mL ローター
（スクリューオンリッド付）

36 × 0.5

7 × 3214,800 rpm

19,300 x g

75003465

10 × 5 mL ローター
（ClickSeal リッド付）

10 × 517 × 62

14,800 rpm

20,362 x g

75003489

8 × 8 連 PCR チューブ用ローター（スクリューオンリッド付）

64 × 0.2

6 × 24

14,800 rpm

17,100 x g

75003440

4 × 8 連 PCR チューブ用ローター（ClickSeal リッド付）

32 × 0.2

6 × 24

14,800 rpm

16,200 x g

75003473ヘマトクリットチューブ用ローター

24×キャピラリー

14,800 rpm

16,800 x g

76000923

キャピラリー

76000938

スケールグラフ100 本

バイオセーフティー対応 ( エアロゾル封じ込 ), Public Health England による認証付

交換用アクセサリー
カタログ No

製品名75003410

ClickSeal ローターリッド（75003424, 75003440, 75003465 用）

75003405

交換用 O リング 75003410 用（75003424, 75003440, 75003465 用）

75003406

スクリューオンリッド（75003418, 75003436, 75003489 用）

仕様

カタログ No.

Legend Micro 17

Legend Micro 17R

Legend Micro 21

Legend Micro 21R

75002432

75002442

75002437

75002447

最高回転数

13,300 rpm

14,800 rpm

最大遠心力17,000 x g

21,100 x g

最大容量24 × 2.0 mL , 24 ×ミニスピンカラム

冷却機能
温度設定範囲

̶○

̶

○

空冷式

-9 〜＋ 40℃

空冷式-9 〜＋ 40℃

タイマー設定1 min – 99 min, Hold

ノイズレベル

56 dBA

50 dBA

56 dBA

50 dBA

サイズ (mm)

W243 × D352 × H225

W295 × D445 × H330

W243 × D352 × H225

W295 × D445 × H330

10.5 kg

28 kg

10.5 kg

28 kg

230 W

360 W

重量
電源
消費電力

100V, 50/60Hz
170 W

330 W

認証

IVD, Biocontainment（Public Health England）

国際安全規格IEC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020

保証期間2年© 2017 Thermo Fisher Scientific K.K. 無断複写・転写を禁じます。
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更させていただく場合がございます。
研究目的以外には使用しないでください。

LED12-A1710M

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TEL：0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
オーダーサポート TEL：03-6832-9260 FAX：03-6832-9261
営 業 部
TEL：03-6832-9270 FAX：03-6832-9271
facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP