CZseries

CZ 4-20mAトランシーバ（CZ4A91B1）
製品仕様書
V 1.0
電波法 工事設計認証番号：006-000980
電気通信事業法 認証番号：D20-0196001
製造元：ZiFi Sense Info Tech Co., Ltd.
販売元：株式会社ギブテック

改訂履歴

版 数
V1.0

日付

改訂内容

2024.01.22

初ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

版

CZ4A91B1目 次
1.製品紹介 ........................................................................................................................................ 1
1.1機能特徴 ....................................................................................................................... 1
1.2ハードウェア仕様 ......................................................................................................... 1
1.3製品外観 ........................................................................................................................ 2
２.コマンドおよびデータフォーマット ........................................................................................... 2
2.1デフォルト設定 ........................................................................................................... 2
2.1データフォーマット .................................................................................................... 33.試運転.......................................................................................................................................... 14
3.1本製品の動作確認検査 .............................................................................................. 14
3.2LED表示 ..................................................................................................................... 154.設置 .............................................................................................................................................. 16
4.1注意事項 ..................................................................................................................... 16
4.1.1設置環境 .................................................................................................................. 16
4.1.2設備移動 ................................................................................................................... 16
4.1.3電気安全 ................................................................................................................... 164.2工具............................................................................................................................. 16
4.3パッケージリスト ..................................................................................................... 175.設置手順 ...................................................................................................................................... 17
5.1注意事項 ..................................................................................................................... 175.2設置............................................................................................................................. 18
6.一般的な障害と処置................................................................................................................... 19ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
1.製品紹介CZ 4-20mAトランシーバはZETA通信をサポートするZiFiSense社製センサ(子機)で、電気通信事業法におけるJAZE AP(親機)の子機として登録済みです。
4-20mAトランシーバは、既存の水位 水圧 電流センサ等の4-20mA出力信号を受信しZETA通信パケットで出力します。
セキュアプロトコルが実装され、ZETA通信におけるセキュリティ機能を標準で実装しています。電源はDC9~36VでRFアンテナは外付型です。
1.1機能特徴◼

R3版ZETA双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P・ZETA-S)◼

DC9~36V 電源◼

セキュリティ機能搭載◼

屋内使用専用仕様

1.2ハードウェア仕様
製品名

無線特性

電気特性

物理特性

作業環境

CZ4A91B1

通信プロトコルR3版ZETA(ZETA-P・ZETA-S)

動作周波数

920MHz帯

送信出力

10dBm(10mW)

電源

DC9~36V

サイズ

36×87×59 mm

筐体素材

ABS

RFアンテナグルースティックアンテナ

作動温度-20℃～+60℃

保存温度-25℃～+70℃

1ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

70 g

CZ4A91B1
1.3製品外観CZ 4-20mAトランシーバ

CZ4A91B1の外観

図1

外観図

２.コマンドおよびデータフォーマット
2.1デフォルト設定
パラメータ

デフォルト値説

ハートビートサイクル

6時間

固定値

データ送信サイクル

1時間

1~65535分

アラーム周期

0

1回のみアラーム閾値上限：なし

アラーム解除閾値なし

アラーム有効化

有効アラーム絞込時間0

データ取得サイクル

リアルタイム

校正値

0

下限：なし

2ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

明可変

CZ4A91B1
2.1データフォーマット
1.

バージョン報告（0x00）
電源投入後に一度だけ報告される。
データの型

バージョン

1バイト

1バイト

• データの型：

固定：0x00• バージョン

1バイト
上位3ビットがメインバージョン、下位5ビットが改訂バージョンで、例えばV1.1なら0x21。

2.

データ送信（0x01）
注：設備の電源投入後、1回のハートビートパケットが報告される。
データの型

取得値

1バイト

2バイト

• データの型：

固定：0x01• 取得値

2バイト、範囲400~20000、単位0.01mA
取得失敗の場合は0xFF 0xFFを報告する（取得値≦2mA）

3.

アラーム報告（0x02）
データの型

アラームタイプ

取得値

1バイト

1バイト2バイト• データの型：

固定：0x02• アラームタイプ

上限閾値超過アラーム：0x01
下限閾値未満アラーム：0x02
データ異常：0xFF（取得値≦2mA）

3ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1• 取得値

2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA
取得失敗の場合は0xFF 0xFFを報告する。

4.

アラーム解除の報告（0x03）
データの型

アラーム解除のタイプ

取得値

1バイト

1バイト2バイト• データの型：

固定：0x03• アラーム解除のタイプ

上限閾値超過アラーム：0x01
下限閾値未満アラーム：0x02
データ異常：0xFF（取得値≦2mA）• 取得値

2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA
取得失敗の場合は0xFF 0xFFを報告する。

5.

データ送信周期の設定（0x10）
データの型

周期

1バイト2バイト• データの型

固定：0x10• 周期

単位：min、範囲1~65535

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1バイト2バイト• データの型

固定：0x10• 周期

単位：min、範囲1~65535

4ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
6.

データ送信周期の照会（0x11）
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x11

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x11• 周期

単位：min、範囲1~65535

7.

アラーム報告周期の設定（0x12）
データの型

周期

1バイト

1バイト

• 設定タイプ

固定：0x12• 周期

単位：分、0はアラームが1回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x12• 周期

単位：分、0はアラームが1回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

5ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
8.

アラーム報告周期の照会（0x13）
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x13

デバイスのフィードバック：
データの型

周期1バイト1バイト• データの型

固定：0x13• 周期

単位：分、0はアラームが1回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

9.

アラーム閾値の設定（0x20）
アラームタイプ

閾値上限

閾値下限

1バイト

2バイト

2バイト

• 設定タイプ

固定：0x20• 閾値上限2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA、値が0xFFの場合は、閾値なしを意味する。
• 閾値下限（上限を超えないこと）

2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA、値が0xFFの場合は、閾値なしを意味する。

デバイスのフィードバック：
データの型

閾値上限

閾値下限

1バイト

2バイト

2バイト

• 設定タイプ

固定：0x20• 閾値上限2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA、値が0xFFの場合は、閾値なしを意味する。

6ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1• 閾値下限（上限を超えないこと）

2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA、値が0xFFの場合は、閾値なしを意味する。

10.

アラーム閾値の照会（0x21）
アラームタイプ
1バイト• 設定タイプ

固定：0x21

デバイスのフィードバック：
データの型

閾値上限

閾値下限

1バイト

2バイト

2バイト

• 設定タイプ

固定：0x21• 閾値上限2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA、値が0xFFの場合は、閾値なしを意味する。
• 閾値下限（上限を超えないこと）

2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA、値が0xFFの場合は、閾値なしを意味する。

11.

アラーム解除閾値の設定（0x30）

データの型

アラーム解除閾値

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x30• アラーム解除閾値

1バイト、範囲1～255、単位0.01mA、注意：この値は≤|閾値上限-閾値下限|デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム解除閾値

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x30

7ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1• アラーム解除閾値

1バイト、範囲1～255、単位0.01mA

12.

アラーム解除閾値の照会（0x31）
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x31

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム解除閾値

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x31• アラーム解除閾値

1バイト、範囲1～255、単位0.01mA

13.

アラーム有効化の設定（0x40）
データの型

アラーム有効化

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x40• アラーム有効化

0x01-有効、閾値アラーム検知
0x02-無効、閾値アラームを検知しない、データ異常アラームは検知する必要があることに注意。

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム有効化

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x408ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1• アラーム有効化

0x01-有効、閾値アラーム検知0x02-無効、閾値アラームを検知しない

14.

アラーム有効化の照会（0x41）
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x41

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム有効化

1バイト

1バイト

• データの型

固定：0x41• アラーム有効化0x01-有効、閾値アラーム検知
0x02-無効、閾値アラームを検知しない

15.

アラームの絞り込み時間の設定（0x42）

データの型

アラームの絞り込み時間

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x42• アラームの絞り込み時間

単位：秒。 誤報を回避するためにフィルタリング時間が追加される。 アラームを検知すると、取得期間に従って収集され、その期間以上続いたものはアラームとなり、報告される。それ以外はフィルタリングされる。
0x00 0x00はフィルタリングなしを表す。

デバイスのフィードバック：
データの型

アラームの絞り込み時間

1バイト

2バイト
9ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1• データの型

固定：0x42• アラームの絞り込み時間

単位：秒。 誤報を回避するためにフィルタリング時間が追加される。 アラームを検知すると、取得期間に従って収集され、その期間以上続いたものはアラームとなり、報告される。それ以外はフィルタリングされる。
0x00 0x00はフィルタリングなしを表す。

16.

アラームの絞り込み時間の照会（0x43）
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x43

デバイスのフィードバック：
データの型

アラームの絞り込み時間

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x43• アラームの絞り込み時間

単位：秒。 誤報を回避するためにフィルタリング時間が追加される。 アラームを検知すると、取得期間に従って収集され、その期間以上続いたものはアラームとなり、報告される。それ以外はフィルタリングされる。
0x00 0x00はフィルタリングなしを表す。

17.

取得期間の設定（0x50）

データの型

取得期間

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x50• 取得時間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、設備がセンサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

10ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
デバイスのフィードバック：
データの型

取得期間

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x50• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、設備がセンサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

18.

取得期間の照会（0x51）
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x51• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、設備がセンサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

デバイスのフィードバック：
データの型

取得期間

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x51• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、設備がセンサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

19.

初期化校正の設定（0x60）
Server->設備
データの型

標準値

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x60• 標準値

範囲：400～2000（符号付きタイプ、正の場合最上位ビットは0、負の場合は1）単位0.01mA11ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
設備->server
設備がメッセージを受信すると、校正が開始され、現在の校正値がフィードバックされる。
データの型

校正値

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x60• 校正値

範囲：-2000~+2000（符号付きタイプ、正の場合最上位ビットは0、負の場合は1）単位0.01m
A20.

校正値の照会（0x61）
Server->設備
データの型
1バイト

• データの型

固定：0x61

設備->server
設備がメッセージを受信すると、現在の校正値がフィードバックされる。
データの型

校正値

1バイト

2バイト

• データの型

固定：0x61• 校正値

範囲：-2000~+2000（符号付きタイプ、正の場合最上位ビットは0、負の場合は1）単位0.01m
A

21.

設備状态の照会（0xE0）
Server->設備
データの型
1バイト

• データの型

固定：0xE012ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
設備->Server
データの型

取得値

アラーム有効化

1バイト

2バイト

1バイト

• 設定タイプ

固定：0xE0• 取得値

2バイト、範囲400~2000、単位0.01mA
取得失敗の場合は0xFF 0xFFを報告する。
• アラーム有効化

0x01-有効、閾値アラーム検知
0x02-無効、閾値アラームを検知しない

22.

バージョンの照会（0xE1）
Server->設備
データの型
1バイト

• データの型

固定：0xE1

設備->Server
データの型

バージョン

1バイト

1バイト

• 設定タイプ

固定：0xE1• バージョン

1バイト

13ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
3.試運転
3.1本製品の動作確認検査◼

本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)の自社アカ
ウントに本製品のMACアドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MACアドレスを登録するMS情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となるJAZE APを(Moteが必要な場合はMoteも)起動し、正常に動作していることをZETAサーバで確認してください。本製品のDC電源端子にDC9~36Vを供給すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約1分後(ZETA-Pプロトコルの場合、ZETA-Sプロトコルでは約5分後)、本製品のオンライン情報がZETAサーバ上に表示されます。ZETAサーバ上でオンラインであることが確認できましたら、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、をクリックし所属認証(セキュリティ機能)を有効にします。画面遷移は下記の通りです。

上記設定が正常に完了していると、Module管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した場合、ボタンはと表示されます。

この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
注）電源投入作業時には必ず人体静電気の除電をしてください。故障の原因になります。
注）事前にZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)のアカウント登録が必要です。
注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
注）「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、サーバ上で認証エラーとなり、以降8時間は再認証が行えなくなりますのでご注意ください。

14ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
3.2LED表示• 赤色、電源インジケーター： 正常な電源供給時の長時間の点灯• 緑色点灯： スリープ時はゆっくり点滅（1s消灯、500ms点灯）、ネットワーク接続時は高速点滅（250ms消灯、50ms点灯）、ネットワーク接続成功で常時点灯。
• 黄色点灯： データ収集毎に1s点灯。アラーム発生時500ms点灯、500ms消灯。

<注意事項>• バージョン：電源投入後に一度だけ報告され、上位3桁がメインバージョン、下位5桁が改訂バージョンを表し、例えばV1.1は0x21。
• データ送信：デバイスは、電源投入後に1回データ送信を実行し、その後は設定したデータ送信周期サイクル（単位は分、デフォルト1時間）毎に送信します。
• アラーム有効：閾値を超えた場合にアラームを報知、閾値まで回復した場合にはアラームを解除します。
• アラーム期間：アラームが発生するとアラームが解除されるまでデバイスは設定されたアラーム周期に従ってアラーム報告します。 アラーム周期デフォルトは0、アラームが一度だけ報告されることを意味します。
• アラームしきい値：範囲400~2000、単位0.01mA、下限値は上限値を超えて設定はできません。65535は閾値なしを意味します。
• アラーム解除の閾値：アラームは設定された閾値に戻った時のみ解除されます。
• アラームの絞り込み期間：アラームを検出した後、取得サイクルに従ってデータを収集し、絞り込み設定時間中アラーム状態が継続すればアラームが報告され、そうでなければフィルタリングされます、単位は秒。
• 収集周期：デバイスによるセンサデータ収集の周期、0 はリアルタイム収集を意味

し、単位は秒。 デフォルトはリアルタイム収集。
• 初期化校正：収集データに校正することができます、範囲：400~2000、単位：0.01

mA。
• 状態照会：現在の収集値とアラーム有効化がオンになっているかどうかを返します。
15ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
4.設置
4.1注意事項
4.1.1設置環境◆ 長期高温、多塵、有害ガス、引火性ガス、爆発性物質、電磁干渉(大型レーダ,電波局,変電所)、不安定電源電圧、強振動、大騒音等、センサの稼働に不利な厳しい環境への設置は避けてください。
◆ 設置環境は乾燥状態を維持する必要があります。水溜まり、水漏れ、結露などが生じやすい場所で取り付けは避けてください。
◆ 本製品は屋内で使用するために設計されております。屋外では使用しないでください。
4.1.2設備移動◆ 設備の設置完了後は頻繁に移動しないでください。
◆ やむを得ず移動する場合は、電源をオフ(ER電池パックを取り外す)にして作業してくだ
さい。
4.1.3電気安全◆ 地面が湿っている等、作業領域の危険エリアの有無を事前に確認の上、注意してください。
◆ 本製品を湿った場所に放置しないでください。また、本製品に液体をかけたりしないでください。
◆ 電波局、大型レーダ、高周波大電流、業務用電子レンジなどの強力な無線発信設備から離してください。
4.2工具
設置にあたり必要なツールは、お客様においてご準備ください。
尚、デスク上等に直接水平に設置する場合には工具は必要ありません。

16ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
4.3パッケージリスト
設置前に下記パッケージリストにより内容物を確認してください。
名称数量

CZ4-20mAトランシーバ 本体

1

グルースティックアンテナ

1

備考

上記リストは一般的な出荷の場合に適用されます。実際の出荷では、内容が異なる場合がございます。パッケージ内容物に疑問がある場合は、仕入先にお問合せください。

5.設置手順5.1注意事項◆ 設置作業にあたり本製品の電源をオフにしてください。
◆ 十分な換気が行われる場所に設置してください。
◆ 高温環境には設置しないでください。
◆ 設置場所は高圧電線ケーブルから離してください。
◆ 激しい雷雨や強電磁場環境から離して設置してください。
◆ 設置時は本製品を確実に固定してください。

17ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1
5.2設置
本製品(CZ4A91B1)は、DINレールに設置します。以下に設置方法例について説明します。

1) DINレールの取り付け：DINレールの取り付け面や、取り付ける壁を洗浄します。
2) DINレールを取り付け、ボルト穴の位置を確認しボルトを順番に締めていきます。

1) 本製品をDINレールにはめ込み、製品下部のクリップを押しDINレールに固定します。

18ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1+/-：DC電源、DC 9～36V
NC：予約済み、配線不要
Ain:4~20mAアナログ入力
1) 本製品のラベル表示に従い電源およびセンサと正しく配線します。
(＊) +12V/+24DC 出力は、接続するセンサに電源供給できます。

6.一般的な障害と処置➢ CZ 4-20mAトランシーバに電源投入にしたのに、ZETA Cloud Platformサービス(ZETAサーバ)上にオンライン表示されません。
◼

DC電源が正しく接続されているか確認してください。

◼

ZETAサーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているかを確認してください。

◼

親機となるJAZE APが(Moteが必要な場合はMoteも)正しく起動、動作していることをZETAサーバで確認してください。

上記すべてを確認しても動作しない場合は、CZ 4-20mAトランシーバのDC電源をOFFにした後、再度電源をONにしてお試しください。

19ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZ4A91B1

株式会社ギブテック
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7階
TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109〒215-0004

URL:https://giv-tech.co.jp E-mail：gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETAアライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

20ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.