２０２０年１０月（第４版）＊＊

動物用医療機器製造販売届出番号：第２６－３９８０号

２０１９年 ８月（第３版）＊
機械器具５１医療用嘴管及び体液誘導管
動物用一般医療機器 単回使用泌尿器用チューブ及びカテーテル

Ｔｉｅｒｒｅｔｔ ロングフォーリーカテーテル
再使用禁止
理食塩液を１０～２０mL 注入し、排尿口を開放すると直ちに生理食塩【禁忌・禁止】
再使用禁止

液が排出されることを確認する。＊⑧スタイレットをゆっくりと抜去する。尿の流出が確認出来ないまま留置した場合は、カテーテル内が乾燥状態でスタイレットが抜けづらく【形状・構造及び原理等】＊

なるため、カテーテル内に滅菌蒸留水を注入し慎重に抜去する。

本品はエチレンオキサイドガス滅菌済である。＊⑨カテーテルを皮膚に絆創膏等で固定する。＊⑩必要に応じ、フタ（大）にフタ（小）が嵌め込まれた状態でカテーテ〈形状〉＊

ル排尿口にフタをし、確実に装着されているかフタ（大）を軽く引っバルブ固定用リング
バルブカテーテル

バルーン

5側孔

容量 0.8mL張ることにより確認する。フタ（小）を開ける際は必ずフタ（大）を排尿口持ち、フタ（小）のつまみをゆっくりと持ち上げる。

スタイレット*Fr

先端チップ(造影性有り)フタ(大)⑪カテーテルを抜去する場合は、バルーンの滅菌蒸留水をシリンジで吸引し、バルーンを収縮させ、ゆっくりとカテーテルを引き抜く。

フタ(小)〈使用方法等に関連する使用上の注意〉①バルブ固定用リングには触れないように注意すること。
［固定用リングが外れ、バルブが脱落する恐れがある。
］②バルーンを拡張・収縮する際は、以下のことに注意すること。＊
・透明タイプ ＊＊
サイズ呼称
外径6Fr

2.0mm

8Fr

2.7mm

10Fr

3.3mm

1)バルーン拡張には滅菌蒸留水以外を使用しないこと。
有効長650mm
850mm
650mm
850mm
650mm
850mm

［生理食塩液、造影剤等を使用した場合は、成分が凝固し抜水できバルーン推奨容量なくなる恐れがある。
］＊
1mL

2)バルーンを拡張又は収縮させる際は、一般的なスリップタイプのディスポーザブルシリンジを用いること。

3mL［ロックタイプのシリンジではバルブ奥まで確実に挿入できない。
また、テーパーの合わないものはバルブの損傷につながる。
］

3mL3)バルーンを拡張又は収縮させる際は、シリンジ先端をバルブの奥まで確実に挿入し、操作を行うこと。

〈原材料〉＊［バルブへのシリンジ先端の挿入が不十分な場合、バルブ内の弁が・カテーテル：シリコーンゴム作動せず、バルーン操作が行えない場合がある。
］

・スタイレット：Ｎｉ－Ｔｉ

4)バルーンを拡張する際はゆっくり慎重に行うこと。
［急激に注入するとその圧力によりまれにバルブがズレ、時には外〈原理〉れることがある。
］

バルブからシリンジで滅菌蒸留水を注入することによりバルーンが拡張

5）バルーンには規定容量以上の滅菌蒸留水を注入しないこと。

し、留置が可能となる。注入した滅菌蒸留水を吸引することによりバル［過度に注入するとバルーンに負荷がかかり、バーストの原因となーンが収縮し、抜去が可能となる。尿は側孔から内腔を通り、排尿口にる。
］

排出される。
【使用目的又は効果】
短期的使用を目的として膀胱に留置する柔軟なチューブをいう。本品には膨張性バルーンが遠位端に付いている。導尿に使用される。＊【使用方法等】
以下の使用方法は一般的な使用方法である。
①外尿道口、外陰部を消毒（洗浄、清拭）する。＊②本品を衛生的に開包し、必要に応じてカテーテルに潤滑剤を塗布する。
＊

6）シリンジを外す際は、必ずバルブを押さえ、シリンジを回転させながら外すこと。
［まれにバルブがズレ、時には外れることがある。
］＊③カテーテル留置の際は、尿の流出を確認した後、十分な長さの挿入を行ってから、バルーンを規定容量の滅菌蒸留水で拡張し、軽く牽引すること。尿の流出が確認できないときは、排尿口から生理食塩液を１０～２０mL 注入し、排尿口を開放すると直ちに生理食塩液が排出されることを確認すること。又は、時間を置き、尿の流出を確認した後、バルーンを拡張すること。＊④カテーテル排尿口にチューブ等を接続する場合は、確実に嵌合するものを選択すること。また使用中は接続部の漏れや緩みがないか適宜確③スタイレットを使用し、尿道、膀胱に挿入する。
④カテーテル先端が膀胱内に達し（外尿道括約筋部を通過し）、排尿口から尿が流出し始めたことを確認する。
⑤カテーテルを更に３cm 程度進める。
⑥バルーンに規定容量の滅菌蒸留水をゆっくり注入し、拡張させる。
⑦カテーテルを軽く牽引してバルーンが膀胱頚部に当たるようにする。
カテーテルが正しく挿入されているか疑わしいときは、排尿口から生認し、確実に接続された状態で使用すること。＊⑤カテーテル排尿口に竹の子状コネクター等を接続する際は、竹の子状コネクター等を排尿口内腔に沿ってまっすぐに挿入すること。この状態で、排尿口を曲げる、捻る、あるいは挟むといった負荷をかけないこと。
［竹の子状コネクター等の先端が排尿口内腔を傷付け、排尿口の亀裂、断裂に至る恐れがある。
］＊
1／2

ＤＣ６７８６２

・自己（事故）抜去等の製品への急激な負荷。

⑥カテーテルを皮膚に固定する場合は絆創膏等を使用し、カテーテルを糸で直接固定しないこと。
［閉塞や断裂の恐れがある。
］＊

・結晶化した尿のバルーンへの付着。
・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。

⑦カテーテルの固定位置は適宜変更すること。＊⑧絆創膏等を用いてカテーテルを固定した場合、固定を外す際は、ゆっ・スタイレットの滑性が無い状態での、無理な引き抜き。
②カテーテルの閉塞。

くりと丁寧に剥がすこと。

［カテーテル内腔が尿成分の付着や血塊等により、閉塞することが［細径のカテーテルに対して、粘着力の強い絆創膏等を用いた場合、剥がすときにカテーテルに過度な負荷がかかり、カテーテルが切断ある。
］③カテーテルの抜去不能。

する恐れがある。
］＊［バルーン拡張に生理食塩液や造影剤を用いると、成分の凝固に伴いバルーンルーメンが閉塞し、抜水ができなくなる恐れがある。
］【使用上の注意】④カテーテルの切断。

〈使用注意〉（次の患畜には慎重に適用すること）［下記のような原因による切断。
］＊①尿道に狭窄のある症例には、適用可能かを事前に確認すること。

・ピンセット、鉗子、はさみ、メス、その他の器具での損傷。

［組織、尿道粘膜の損傷の恐れがある。
］

・患畜の結石による傷。
・自己（事故）抜去等の製品への急激な負荷。

〈重要な基本的注意〉＊

・絆創膏等を急激に剥がした場合に製品にかかる過度な負荷。

①使用前にスタイレットが側孔よりカテーテル先端側に位置していることを確認すること。

・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。
⑤スタイレットの折れ、曲がり、損傷、切断。

［スタイレットが側孔から突出し、尿道粘膜を損傷させる恐れがある。
］［下記のような原因により折れ、曲がり、損傷、切断の恐れがある。
］②カテーテル留置中はカテーテルの留置状態を適切に管理すること。必・無理な挿入、抜去、過度のトルク操作等。

要に応じてＸ線透視等によりカテーテルの留置状態を確認すること。

・キンクしたカテーテルへの使用。

［カテーテルの折れ、曲がり、捻れ、又は尿成分及び結石等により、カテーテル内腔が閉塞する場合がある。
］

・その他上記事象等が要因となる複合的な原因。
⑥バルブ破損・漏れ。

［結石によりバルーンがバーストしたり、自然リークによりバルーン［局所高周波加熱によるバルブ破損・漏れの可能性がある。
］

が収縮する場合がある。
］［カテーテル先端部が膀胱壁に接触することにより、潰瘍化、穿孔等の恐れがある。
］③１週間に１度を目安にバルーン内の滅菌蒸留水をすべて抜き、再度規定容量の滅菌蒸留水を注入すること。＊

その他の有害事象
本品の使用により、以下の有害事象が発症する恐れがある。
・尿路感染症
・菌血症④バルーン内の滅菌蒸留水を交換する際は、追加注入せずに一旦すべて・尿道損傷抜いてから、再度バルーン容量の滅菌蒸留水を注入すること。＊

・膀胱結石⑤本品を鉗子等で強く掴まないこと。
［カテーテルの切断、ルーメンの閉塞、バルーンの破損を引き起こす恐れがある。
］⑥本品のバルブ内部には金属を使用している。従って、ＭＲＩ（磁気共・血尿（出血）・発熱・疼痛・潰瘍化、穿孔鳴画像診断装置）による検査を行う場合は、画像にアーチファクトの・カテーテル脇からの尿漏れ発生や、局所高周波加熱が生じる可能性があるため注意すること。

・カテーテル抜去後の尿失禁
・カテーテル周囲の尿道浮腫、潰瘍〈スタイレットの使用〉

・カテーテルの切断に伴う体内遺残

カテーテルチューブにはスタイレットが装着されている。
①カテーテルが折れたり、屈曲したものを伸ばして使用しないこと。
［スタイレットが抜去時に切れる恐れがある。
］＊②挿入の際は、スタイレットが常にカテーテルの先端まで装着されていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】〈保管方法〉
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、殺菌灯等の紫外線を避けて清潔に保管すること。

［スタイレットが側孔から突出し、尿道粘膜を損傷させる恐れがある。
］③スタイレットは親水性なので、表面を濡らした状態にしてから使用す〈有効期間〉
適正な保管方法が保たれていた場合、個包装に記載の使用期限を参照のること。

こと。

［表面が濡れていないと潤滑性が保てない。
］［自己認証（当社データ）による。
］〈不具合・有害事象〉＊
その他の不具合＊〈使用期間〉＊＊
本品の留置期間は 30 日以内である。

①バルーンのバースト。
［下記のような原因によるバースト。
］
・挿入時の取扱いによる傷（ピンセット、鉗子、はさみ、メス、その他の器具での損傷）。
・注入量の過多（規定容量以上の注入）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】〈製造販売業者〉
クリエートメディック株式会社
電話番号：0126-25-3777

・バルーン拡張に誤った物質の注入（生理食塩液や造影剤等成分の凝固が起こりやすい物質）。
・患畜の結石による傷。
2／2

ＤＣ６７８６２