Watcher Pro３
水質 pH センサー／NBI-SSWPH0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに·使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
·本書の操作手順および注意事項をお守りください。
·機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

い。

2ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

目次

1.製品紹介 ................................................................................................................................................................ 42.製品仕様 ................................................................................................................................................................ 4
2.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 52.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 5
3.使用方法 ................................................................................................................................................................ 5
3.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 64.メンテナンス ........................................................................................................................................................ 6
4.1 保管........................................................................................................................................................... 64.2 クレンジング ........................................................................................................................................... 6
4.3 校正........................................................................................................................................................... 64.4 メンテナンス ........................................................................................................................................... 7
5.注意事項 ................................................................................................................................................................ 76.問題と解決策 ........................................................................................................................................................ 73

ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

1.製品紹介NBI の水質用 pH センサーは、養殖などの環境下にある水域の酸塩基変化を正確に測定することができる、水質 pH モニター用のセンサーです。 Watcher Pro 3 などの一連のワイヤレス水質モニタリング製品と合わせて、管理プラットフォーム上で養殖水の pH レベルの変化を明確に把握し、対応する調整を適時に行うことができます。
NBI 水質 pH センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫

強力な抗干渉性と高速応答性を備えたデュアルハイインピーダンス差動増幅器。

⚫

リファレンスシステムは非常に安定しており、電極の寿命は通常の工業用電極よりも指数関数的に長くなっています。

⚫

保護等級 IP68。

2.製品仕様2.1 仕様型番

NBI-SSWPH0102

出力信号RS485

測定範囲0～14PH

分解能0.01PH

精度±0.3PH

動作温度0～65℃作業圧力<0.2MPa

温度補正

自動温度補正(NTC)

ケーブル長5m (別売の延長ケーブル使用で延長可能)

防塵/防水

IP68

校正方法

3 点校正（中性溶液、酸性溶液、アルカリ溶液）

消費電力

<0.5W
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズ
ネジ山

ネジ山

4

ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

2.3 製品外観

2.4 各部説明
センサーコネクタ

保護キャッププローブ

3.使用方法
3.1 取り付け
水質 pH センサーは浸漬して設置しますが、詳細は Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視
製品のユーザーマニュアルを参照してください。
水質 pH センサーのプローブは、内部に液体が入っているため、測定精度を確保するためには、プローブ部分が下向きに垂直になるように設置し、水平に設置しないようにしてください。 同時に、測定した水域の真の温度を確実に得るために、水質 pH センサーの少なくとも 2/3 を測定液に浸す必要があります。 設
置の際には、センサーのプローブが水槽の底に触れないようにし、プローブを吊り下げるようにします。
水質 pH センサーは、設置や測定の前に、蒸留水（または脱イオン水）で洗浄し、測定液に不純物が混入しないように排水してください。
測定精度を確保するため、測定前にプローブを軽く振ってガラスバブル内の気泡を取り除く必要があります。
5ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

センサーの寿命を延ばすためにも、ブラシとの併用をお勧めします。

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 水質 pH センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノードインターフェース

Watcher Pro 3

A1、A2、A3、B

水質 pH センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。 ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 保管
水質 pH センサーを使用後、長期間保管する場合は、pH センサーを清水で洗浄した後、3.5mol/L 塩化カリウム溶液を入れた保護スリーブに挿入するか、 pH センサーのプローブを塩化カリウム溶液（濃度3.5mol/L）に浸してしてください。pH センサープローブを蒸留水や蛋白質溶液に長時間浸すことは避け、シリコングリスとの接触も避けてください。

4.2 クレンジング
長期間使用していると、測定する液体の環境に影響され、水質 pH ンサーのプローブに沈殿物や微生物などの汚れが付着し、測定精度に影響を与えることがあります。 そのため、センサープローブを定期的に洗浄する必要があります。水質 pH センサープローブを、調製した塩酸溶液（50g の塩酸を 1000mL の水で薄めたもの）に 6 時間浸した後に取り出し、ブラシでプローブを優しく洗い、ガラス球の表面がツルツルになるまで洗います。 その後、きれいに拭き取ります。
水質センサーブラシキットとの併用をお勧めします。

4.3 校正水質 PH センサーを約 2 ヶ月以上使用した場合、測定値に誤差が生じることがあり、校正作業が必要となります。別売の「NBI 水質センサー校正キット使用説明書」のを参照して校正を行ってください。

6ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

4.4 メンテナンス
水質測定用 PH センサーのメンテナンスは、下表のような間隔で行うことをお勧めします。

メンテナンスセンサーケーブルの確認

推奨メンテナンス頻度
7 日ごとに洗浄してください。
ブラシを使用する場合は、30 日に 1 回の頻度で洗浄してください。
30 日ごとにチェックしてください。

センサーの損傷の確認
センサーの校正

30 日ごとにチェックしてください。
読み取り誤差の値を基準とします。

センサーの洗浄5.注意事項① センサープローブの表面に傷がつくので、硬いもの（指や金属など）で触らないでください。
② センサープローブは、汚れないように定期的に清掃・点検してください。
③ センサーの接続ケーブルを無理にねじったり、引っ張ったりしないでください。
④ センサー全体を被測定物の中に入れ、温度上昇の原因となる直射日光を避けてください。
⑤ センサープローブを水槽の底につけず、吊り下げるようにしてください。
⑥ センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してください。
⑦ 上記のように保管しないと、センサーの破損の原因となります。
⑧ センサーの部品を自分で分解しないでください。キットの故障や破損の原因になります。
⑨ 強酸、強アルカリ、油脂、有機溶液中では使用しないでください。

6.問題と解決策
問題
センサーからのデータがありません。

原因の可能性1.センサーが識別されませていない。
2.センサーとノードが正しく接続されていない。
3.ケーブルやセンサーの不良。

センサーからのデータが異常。

1.正しく取り付けられていませんいな
い。
2.センサープローブが汚れている。
3.センサーの故障。

硬化したセンサーの読み取り。

センサーの浸漬時間が長すぎて、センサーのプローブを硬化させる。

7

解決策
1.ノードを再起動します。
2.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。
1.上記のようにセンサーを取り付け直してください。
2.センサーを洗浄し、再校正してください。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。
センサープローブをクリーニングします。
KCL 溶液に 3 時間浸します。
HCL 溶液に 30 分浸します。
再校正。

ｐH センサ－(NBI-SSWPH0102)ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8