Thermo Scientific Sorvall ST 8
コンパクトユニバーサル遠心機
Fits in. Stand outThermo Scientific Sorvall ST 8／8R／8FR
ユニバーサルコンパクト遠心機
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8シリーズは新たに床置きモデルST 8FRを追加し、ラボスペースや作業環境に合わせてモデルを選択できるようになりました。コンパクトでありながらパワフルなパフォーマンスに加え、多様なアプリケーションにフレキシブルに対応する豊富なローターセットをご利用いただけます。

Sorvall 8／8R／8FR遠心機はThermo Scientific™ Auto-Lock™ ローターやThermo Scientific™ ClickSeal™ リッドなどの革新的テクノロジーを採用し、従来の同クラス遠心機の中でも大容量で使いやすく、高い安全性を提供するとともに信頼のパフォーマンスを発揮します。

Sorvall ST 8
コンパクト卓上遠心機

Sorvall ST 8R
コンパクト卓上冷却遠心機

Sorvall ST 8FR
コンパクトフロア型冷却遠心機

特長•

コンパクトな省スペース設計•ワンタッチローター着脱（Auto-Lockローター）•

シンプルな操作性•

ローター自動識別•バイオセーフティ対応ClickSealリッド•

高速：最大遠心力：30,279×g（ST 8R／8FR）

•

2年保証

•

静かな運転（ST 8：＜61 dBA、ST 8R／8FR：＜56 dBA）•

国際安全規格IEC 61010-2-020適合

2Auto-Lockローター

ClickSealリッド

スイング遠心高速固定角遠心プレート遠心微量高速遠心Fits in.
Stands out.

Auto-Lockローター
安全で確実な
ローターロックシステム•

取り外しはプッシュボタンを押して引きぬくだけ•

ローターは置くだけでしっかりと固定•

数秒以内でローター交換が完了•

アプリケーションの変更が簡単

ClickSealリッド
エアロゾルを確実に封じ込める

User-friendly

グローブ装着したまま直観的操作が可能なパネル•

片手でワンクリック簡単装着•

化学薬品耐性に優れた操作パネル•

英国Public Health Englandの認証付•プロトコル名の入力が可能なプログラム•

透明かつ耐熱性、化学薬品耐性、耐久性に優れたポリエーテルイミド製•

ラン終了後のオプション機能•–

自動ドアオープン–

フラッシュディスプレイでラン終了
表示–

ラン終了ビープ音の音量調整プログラムオンリーモード–

設定したプログラムによる運転制限

Micro-volume rotors
マイクロチューブ/プレート対応の豊富なローターセット•

ハイスループット対応Microliter 48 × 2•

5 mLマイクロチューブ対応
MicroClick 18 × 5•

スピンカラム対応MicroClick 30 × 2•

高速30,279×g MicroClick 24 × 2（ST 8R／8FR）•

8連 PCRチューブ／マイクロチューブの高速スイングローター•

M10マイクロプレート用シールドキャリ
アー3リサーチアプリケーション
ST 8

ST 8R/8FR

ローター

特長

TX-150
スイングローター

幅広い用途で使用されるハイスピード、ハイキャパシティース
イングローター。ラウンドバケットはClickSealリッドの装着によりバイオセーフティ対応。コニカルチューブ専用バケット
は一度に8本までのコニカルチューブを遠心。

4,500 rpm
3,260×g

4,500 rpm
3,260×g

M10
プレートローター

一度に4 枚のマイクロプレートまたは2枚のディープウェルプレートを遠心。キャリアはオープンタイプとバイオセーフティ対応ClickSealリッドが装着できるシールドキャリアから選択可能。

4,400 rpm
2,576×g

4,400 rpm
2,576×g

MT-12スイングローター

12 本の1.5/2 mLマイクロチューブまたはスピンカラムを高速スイング遠心。核酸の抽出やエタノール沈殿、ビーズの回収、分析サンプルの固相抽出などのアプリケーションで使用可能。
ClickSealリッドによりバイオセーフティ対応。

13,000 rpm
16,438×g

13,000 rpm
16,438×g

8,700 rpm
10,155×g

9,500 rpm
12,108×gn/a14,000 rpm
22,351×g

最 大 遠 心力 3 0,0 0 0×g 以 上で 遠 心可能な高速ローター（ST 8R／8FR）。24本の1.5/2 mLマイクロチューブを遠心。
MicroClick 24 × 2
短時間で細胞の回収やエタノール沈殿が 可能。0.5 mLや固定角ローター
0.2 mL 用のチューブアダプター有り。
バイオセーフティ対応ClickSealリッド標準装備。

16,000 rpm
24,328×g

17,850 rpm
30,279×g

MicroClick 30 × 2
固定角ローター30本の1.5/2 mLマイクロチューブやスピンカラムを遠心。ス
ピンカラムチューブのキャップを開けたまま収納し遠心できるエクステンドネックデザインを採用。
バイオセーフティ対応ClickSealリッド標準装備。

14,000 rpm
21,694×g

14,000 rpm
21,694×g

Microliter 48 × 2
固定角ローター48本の1.5/2 mLマイクロチューブやスピンカラムを遠心できるハイスループットマイクロチューブ用ローター。
バイオセーフティ対応リッド付き。

11,800 rpm
15,256×g

12,900 rpm
18,233×g

8 × 8 PCRストリップ
固定角ローター8本の8連PCRストリップを遠心。
バイオセーフティ対応ClickSealリッド標準装備。

15,000 rpm
17,860×g

15,000 rpm17,860×g

HIGHConic III
固定角ローター6本の50 mLコニカルチューブを10,000×g以上で高速遠心。
プラスミドDNAのMidi-prepやタンパク質濃縮用の限外濾過フィルターカートリッジに使用可能。アダプターを使用すれば50 mL未満の多様なチューブに対応。

Max rpm
Max rpm（max RCF） （max RCF）

バイオセーフティ対応リッド付き。

MicroClick 18 × 5
固定角ローター

英国Public Health England（Porton Down）認証

4

新開発の 5 mLマイクロチューブ用ローター。一度に18 本の 5 mLマイクロチューブを遠心。アダプターを使用すれば1.5/2 mLマイクロチューブも対応。5 mLチューブと1.5/2 mLを同時に遠心することも可能。
バイオセーフティ対応ClickSealリッド標準装備。

クリニカルリサーチアプリケーション
ST 8
ST 8R/8FR
Max rpm
Max rpm（max RCF） （max RCF）

ローター

特長

TX-150
スイングローター

ハイキャパシティースイングローター。3/5/7/10/12 mL採血管や11 mL IVFチューブ、14 mLウリンチューブなどの多様なクリニカルリサーチ用チューブに対応。
ClickSealリッドの装着によりバイオセーフティ対応。

4,500 rpm
3,260×g

4,500 rpm
3,260×g

TX-100S
スイングローター

3/5/7 mL採血管や14 mLウリンチューブ対応のスイングローター。
バイオセーフティ対応の個別シーリングキャップ標準付属。

4,500 rpm
3,260×g

4,500 rpm
3,260×g

TX-100
スイングローター

最大16本までの3/5/7 mL採血管や14 mLウリンチューブを一度に遠心可能。
サンプル数の多いルーチン操作用。

4,500 rpm
3,260×g

4,500 rpm
3,260×g

M10
プレートローター

一度に4 枚のマイクロプレートまたは2枚のディープウェルプレートを遠心。
キャリアーはオープンタイプとバイオセーフティ対応ClickSealリッドが装着できるシールドキャリアーから選択可能。

4,400 rpm
2,576×g

4,400 rpm
2,576×g

8 × 50 mL
個別シールドチューブを個別シーリング可能なバイオセーフティ対応ローター。結核菌検査などのバイオハザード対策用。

n/a

5,600 rpm
5,014×g

CLINIConic

一度に30 本までの15 mLコニカルチューブや5/7/10 mL採血管を一度に遠心可能。

4,400 rpm
3,030×g

4,400 rpm
3,030×g

ヘマトクリット

一度に24本のキャピラリーを遠心できるヘマトクリットロー
ター。検出用グラフ標準付属。

13,300 rpm
16,810×g

13,300 rpm
16,810×g

英国Public Health England（Porton Down）認証

5

最大容量（本 × mL）

最大容器サイズ（φ × L mm）

TX-150スイングバケットローター
TX-150コニカルバケット 4個アダプター（コニカルバケット用）
15 mLコニカル 2個

4 × 145
8 × 50

φ50 × 100

φ29.5 × 120

8 × 15

φ17 × 123

75005702

TX-150ラウンドバケット 4個

4 × 145

φ50 × 10075005707

TX-150ラウンドバケット用ClickSealリッド 4個75005724

交換用O-リング ClickSealリッド 4個

475005734
75005735
75005736
75005744
75005737

4 × 145
4 × 100
4 × 50
4 × 258 × 15

φ50 × 100
φ45 × 117
φ29.5 × 120
φ25 × 120
φ17 × 122

575003504

16 × 15

φ17 × 110

6875005739
75005740
75005743

24 × 728 × 540 × 2

φ13 × 110
φ13 × 110
φ11 × 65975007542

145 mL ボトル 4個
アダプター 100 mL丸底 チューブ用 4個アダプター 50 mLコニカル用 4個アダプター 25 mLユニバーサル 4個
アダプター 15 mLコニカル/11 mL IVF用 4個アダプター 15 mL Corex/Kimble 14 mL 採尿管用 /12 mL 採血管用（Greiner）/10 mL採血管用 4個
アダプター 5/7 mL採血管用 4個
アダプター 3/5 mL採血管用 4個
アダプター 1.5/2 mLチューブ用 4個アダプター 50 mL丸底ューブ用 1個（75005735と組み合わせて使用）
TX-150セルカルチャーパッケージ

4 × 50φ35 × 115

TX-150ローター（75005701）、ラウンドバケット（75005702）、
アダプター50 mLコニカル用（75005736）

4 × 50

φ50 × 100

TX-150ローター（75005701）、コニカルバケット（75005703）、
アダプター15 mLコニカル用（75005808）× 4セット

8 × 50φ29.5 × 120

24 × 7/5

φ50 × 100

カタログNo.

75005701
75005703
75005808

123775005760

製品名TX-150ハイキャパシティーセルカルチャーパッケージ

75005761

TX-150クリニカルパッケージ

75005762

TX-150ローター（75005701）、ラウンドバケット（75005702）、
TX-150ラウンドバケット用ClickSealリッド（75005707）、アダプター5/7 mL採血管用（75005739）、アダプター10 mL採血管用（75003504）

M10プレートローター（プレートキャリア別売）
プレートキャリア（ClickSealリッド接続不可）2個
シールドプレートキャリア（ClickSealリッド付属）2個

4 × MP、
2 × DW
4 × MP、
2 × DW
4 × MP、
2 × DW

高さ＜3375005600

MT-12スイングバケットローター

12 × 2

φ11 × 50

75005704

TX-100Sクリニカルスイングバケットローター
シールドキャリア付属

8 × 15φ17 × 106

16 × 15

φ17 × 121

16/8 × 13
16/8 × 10

φ16 × 110

16/8 × 7

φ13 × 110

16/8 × 516/8 × 3
16/8 × 2

φ13 × 75

75005706
75005723
75005721

75005705
75008817
75008818
11172596
11172595
11172287
11172288

TX-100クリニカルスイングバケットローター
キャリア付属（シール無）
アダプター 13 mLウリンチューブ用 8個（TX-100専用）

アダプター Sarstedt採血菅用 8個（TX-100専用）
アダプター 5/7 mL BD Hemogard™ チューブ用/BD Vacutainer™
チューブ用 1個アダプター 5 mL BD Hemogard™ チューブ用 1個

アダプター 3 mL 採血管用 1個

アダプター 1.5/2 mL マイクロチューブ用 1個−高さ＜33φ16 × 75

φ11 × 70
φ10 × 41

英国Public Health England（Porton Down）認証

TX-150ラウンドバケット用アダプター

1623456789

カタログNo.

製品名75005709

HIGHConic III固定角ローター（50 mLコニカルチューブ用）

75005731

交換用リッド最大容量（本 × mL）

最大容器サイズ（φ × L mm）

6 × 50φ30 × 12175003058

交換用O-リング

75005802アダプター 38 mL丸底チューブ 2個

6 × 38

φ25.5 × 11075005803

アダプター 16 mL丸底チューブ 2個

6 × 16

φ18 × 12375005808

アダプター 15 mLコニカル 2個

6 × 15

φ17 × 12375005804

アダプター 12 mL丸底チューブ 2個

6 × 12

φ16 × 9575005805

アダプター 6.5 mL丸底チューブ 2個6 × 6.5φ13.5 × 11475005770

アダプター 5 mLマイクロチューブ 2個

6×5φ17 × 10075005806

アダプター 3.5 mL丸底チューブ 2個12 × 3.5φ11 × 10075005807

アダプター 1.5/2 mLマイクロチューブ2個12 × 2φ11 × 4075003694

8 × 50 mL個別シールドローター8 × 50

φ30 × 12175003011

交換用バイオセーフティリッド 2個8 × 15

φ17 × 12175003689

交換用O-リング75005808

アダプター 15 mLコニカル用 2個75005804

アダプター 10 mL丸底チューブ用 2個8 × 10φ16 × 11075005805

アダプター 6.5 mL丸底チューブ用 2個8 × 6.5

φ13 × 11075005806

アダプター 3.5 mL丸底チューブ用 2個

16 × 3.5φ11 × 7575003623

CLINIConic固定角ローター

30 × 15

φ16.5 × 13175008817

アダプター 10 mL丸底チューブ用 8個30 × 10

φ16.5 × 9511172596

アダプター 5/7 mL BD Hemogardチューブ用/BD Vacutainerチューブ用

30 × 5/7

φ13 × 10611172595

アダプター 5 mL BD Hemogardチューブ用

30 × 5

φ13 × 7575005765

MicroClick 18 × 5固定角ローター*18 × 5

φ17 × 6275005756

アダプター 1.5/2 mLマイクロチューブ用 2個

18 × 1.5/2

φ11 × 4575003602

Microliter 48 × 2固定角ローター

48 × 1.5/2

φ11 × 4570904727

交換用リッド75003349

交換用Oリング75005719

MicroClick 30 × 2固定角ローター

30 × 1.5/2

φ11 × 4575005730

ClickSealリッド交換用ローターリッド MicroClick 30 × 2用75005726

交換用O-リング

75005715

MicroClick 24 × 2固定角ローター

24 × 1.5/2

φ11 × 4575005725

ClickSealリッド交換用ローターリッド MicroClick 24 × 2用

24 × 1.5/2

φ11 × 45

30 × 0.2

φ6.5 × 2075003405

交換用O-リング

75005752

アダプター 0.2 mL PCRチューブ用 30個

75005753

アダプター 0.5 mL マイクロチューブ用 30個

30 × 0.5φ8 × 4475005754

アダプター 0.25 mLマイクロチューブ用 30個

30 × 0.25

φ6 × 4675005720

8 × 8 PCR固定角ローター

8 × 8連PCR−75005730交換用リッド

75005726

交換用O-リング

24キャピラリー−

75005733

ヘマトクリットローター

76000923

キャピラリー 100本

75000964

シーリングキット

76000938

検出用グラフ英国Public Health England（Porton Down）認証*キャビティはEppendorf Tubes™ 5.0 mLマイクロチューブの形状でデザインされています。

7

仕様
最大容量
スイング
最大遠心力
ローター
最高回転数
最低回転数
最大容量
最大遠心力
固定角
ローター
最高回転数
最低回転数
コントロールシステム
冷却機能
温度設定範囲ドライブシステム
ローターロッキングシステム
インバランス検知
プログラム
パルスラン
加速/減速設定
遠心チャンバー材質
タイマー設定レンジ
ノイズレベル
その他機能
電源
消費電力
サイズ
（ドアオープン時）
重量適合規格
認証

ST 8

ST 8R

ST 8FR

4 × 145 mL（TX-150使用時）
3,260 × g
（TX-150使用時）
4,500 rpm
（TX-150使用時）
300 rpm
6 × 50 mL（HIGHConic Ⅲ使用時）
24,328×g（MicroClick 24使用時）
16,000 rpm（MicroClick 24使用時）
300 rpm
マイクロプロセッサー
ー空冷式
ダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ
Auto-Lock
SMARTSpin
4（ダイレクトアクセスキー、プログラム名入力、パスワードプロテクション）
標準装備
2/2（標準、ソフト）ステンレススチール
10 sec〜99 hrs59 min、Hold
58 dBA（TX-150）
61 dBA（MicroClick 24）
ClickSealリッド 生物封込バケットリッド、多言語対応
100 V、50/60 Hz
310 W
W370 × D480 × H310
（H670）mm
35 kg
IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IVD、バイオセーフティ

4 × 145 mL（TX-150使用時）
3,260 × g
（TX-150使用時）
4,500 rpm
（TX-150使用時）
300 rpm
6 × 50 mL（HIGHConic Ⅲ使用時）
30,279×g（MicroClick 24使用時）
17,850 rpm（MicroClick 24使用時）
300 rpm
マイクロプロセッサー○-10〜＋40℃
ダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ
Auto-Lock
SMARTSpin99（3ダイレクトアクセスキー、プログラ
ム名入力、パスワードプロテクション）
標準装備
2/2（標準、ソフト）ステンレススチール
10 sec〜99 hrs59 min、Hold
56 dBA（すべてのローター）（Micro Click24）＜52 dBA
ClickSealリッド 生物封込バケットリッド、多言語対応
100 V、50/60 Hz
750 W
W460 × D670 × H320
（H700）mm
71 kg
IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IVD、バイオセーフティ
生物封込認証

4 × 145 mL（TX-150使用時）
3,260 × g
（TX-150使用時）
4,500 rpm
（TX-150使用時）
300 rpm
6 × 50 mL（HIGHConic Ⅲ使用時）
30,279×g（MicroClick 24使用時）
17,850 rpm（MicroClick 24使用時）
300 rpm
マイクロプロセッサー○-10〜＋40℃
ダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ
Auto-Lock
SMARTSpin99（3ダイレクトアクセスキー、プログラ
ム名入力、パスワードプロテクション）
標準装備
2/2（標準、ソフト）ステンレススチール
10 sec〜99 hrs59 min、Hold
56 dBA（すべてのローター）（Micro Click24）＜52 dBA
ClickSealリッド 生物封込バケットリッド、多言語対応
100 V、50/60 Hz
850 W＊
W460 × D530 × H825
（H1,205）mm
87 kg
IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IVD、バイオセーフティ＊可変（初期設定値）：H790〜H840 mm

Ordering information
カタログNo.
遠心機
75007202
75007205
75007206
アクセサリー
75003711

製品名

Sorvall ST 8 コンパクトユニバーサル遠心機
Sorvall ST 8R コンパクトユニバーサル遠心機
Sorvall ST 8FR コンパクトユニバーサル遠心機
ロータースタンド

ロータースタンド

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。
製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。
© 2017, 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
BD Hemogard and BD Vacutainer are trademarks of Becton, Dickinson and Company.
Eppendorf Tubes is a trademark of Eppendorf AG, Germany.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc LED015-B2309OB

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TEL：0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP