HHP2 - Mobile Application

この取扱説明書は英語で作成されたものを日本語に翻訳しております。内容の正確性には万全を期しておりますが、記載内容に一切誤りや欠落がないことを保証するものではありません。
HHP2 appはBluetooth通信を利用したアプリです。
お使いのロードセルがBluetoothモデルであることをあらかじめご確認ください。

HHP2アプリ取扱説明書

HHP2アプリ取扱説明書

v2.00

Part No:
SU3877

アプリのダウンロード

01

はじめに

02

目次

ユーザー設定(言語、単位、アラーム等)

v2.00

Part No:
SU387703-05

レポートの作成

06

吊り上げ回数のカウントと閾値設定

07

校正期限の通知と再接続

08Android端末画面

iOS端末画面

注:アプリはAndoroid4.4バージョン以降で動作し、Samsungの一部のモデルを除いた(これは、BLE接続に関するメーカーの欠陥によるものです)、4インチ以上のディスプレイサイズを備えたほぼ全てのメーカーのスマートフォンでの使用に適しています。
Appleデバイスでは、アプリはiOSバージョン6以降で動作し、iPhone5以上での使用に適しています。

アプリのダウンロード

下記QRコードより、iOS App Store 又はGoogle Play StoreからHHP2アプリをダウンロードしてください。

01

v2.00

Part No:
SU387701図11. 関連するアプリストアからアプリをダウンロードしてインストールします。
(QRコードからAndroid/Appleアプリダウンロードページにリンクします)
2. アプリを起動する前に、デバイスの Bluetooth 機能をオンにします。
(アプリを起動すると、先に進む前にアプリから有効化を求められます)
3. SP Bluetooth 対応ロードセルが通信距離範囲内(最大100m)にあることを確認します。
4. アプリが完全に起動したら、SCANボタンを押して周囲のあるSP Bluetoothロードセルをスキャンします。
5. 接続可能なロードセルが検出されると、リストに追加されます。(図1)6. 最大4台のロードセルと同時に接続することができます。ロードセルを選択して「接続(CONNECT)」ボタンをタップすると、ロードセルとの接続を開始し読取値を受信します。

はじめに

図 2 2) 1

v2.00

Part No:
SU3877022345678

ロードセルと接続するとモニタリング画面に移動し、画面下部に上記ボタンが表示されます。(図2)① 風袋引き – 風袋の重さを差し引いて吊り荷の正味量を表示します。
② 測定単位の選択 – 測定単位を選択することができます。(te/ibs/kN/kg)③ ピークホールド機能 – 測定値の最大値を表示します。
④ データログ – 測定値の記録を作成してエクスポートします。
⑤ ステータスバー – (バッテリー、Bluetooth接続、選択したデータログ形式)⑥ ユーザーメニュー⑦ スタートシフト – 吊り上げ回数のカウントを開始します(予め閾値の設定が必要です(P.7))。
⑧ 合計値 – 接続中のロードセルの荷重合計値を表示します(最大4台)。

122

図3(図4)(図 5)

ユーザー設定では次のような設定が可能です。 (図4,5)• 言語(Language) – 8カ国語から選択します。
(英語、スペイン語、 フランス語、 中国語 、日本語 、オランダ語、ノルウェー語、ドイツ語)• アラーム(Alarm) – 各ロードセルの高アラーム、低アラーム及びアラームラッチ機能が設定できます。
• レゾリューション(Resolution) – 読取値のレゾリューション(最小表示単位)の設定ができます。
• 閾値(Lift Threshold) –吊り上げ回数カウントの閾値を決定します。 読取値が閾値を超えて3秒以上経過した後にこの値を下回ると1回の吊り上げとしてカウントされます。
• オーバーロード回数表示(Overload) – オーバーロードの有無、最高荷重や回数を確認できます。
• デフォルトの表示単位(Default Unit) – 表示単位のデフォルト設定又はカスタム設定ができます。
• データログ(Data Log) – データロギングタイプを選択します。
• フラッシュ画面(Flash Screen) – ONに設定すると、アラームが作動したときに画面が点滅します。
• バイブレーション(Vibrate) – ONに設定すると、アラームが作動したときに振動します。
• 負の値を表示する(Show Negative Values) – ONに設定すると、ゼロ以下の値を表示します。
• 音声(Sound) – ONに設定すると、アラームが作動したときに音が鳴ります。
• デジタルダイヤルの表示(Show Digital Dial) – 数字の代わりにダイヤルを表示します。

ユーザー設定［ユーザーメニュー］ ①を選択するとメニューオプションが表示されます。(図3)
次に[ユーザー設定(User Settings)]②を選択します。

03

v2.00

Part No:
SU3877

03

言語設定

(図 6)

• English - 英語
• Spain – スペイン語• France – フランス語• China – 中国語• Japan – 日本語• Netherlands – オランダ語• Norway – ノルウェー語• Germany – ドイツ語

ユーザー設定

(図 6)

04

v2.00

Part No:
SU3877

04

(図7)

(図 8)

(図 9)

(図 10)

アラーム設定 ( 図7)• 高アラーム(Alarm High): 読取値が設定値を上回るとアラームが鳴るようにする設定です。
• 低アラーム(Alarm Low): 読取値が設定値を下回るとアラームが鳴るようにする設定です。
• アラームラッチ(Latch Alarm)：読取値がアラーム範囲から外れた後もアラームを鳴らし続けます 。
レゾリューション設定 (図8,9)• ユーザー定義(Custom Resolution) (図8) – レゾリューションを小数点単位で定義します。
• デフォルト(Default) (図 9) – アプリ定義のレゾリューション。 (校正時に設定されたレゾリューション).
吊り上げ回数カウント閾値(図 10)
ロードセルの読取値が閾値を3秒以上回り、その後この値を下回ると1回の吊り上げとしてカウントされます。閾値は接続されている全てのロードセルに個別に設定することができます。

(図 11)(図 12)(図 13)

オーバーロード設定 (図11)
各ロードセルに記録されているオーバーロードの履歴を確認することができます。
オーバーロード時の最大値と発生回数も表示されます。この機能は読み取り専用です。

(図 14)(図 15)(図 16)

データログ設定 (図 14)• データログ – データログ形式を選択します。
• オフ (Off) – データロギングをオフにする。
• マニュアル (Manual) – ユーザーが手動でログを取ります。
• 時間制 (Timed (図 15)) – ユーザー定義の時間間隔で読取値のログを取ります。(秒単位)• 高アラーム時 (While overload) – 高アラーム時にログを取ります。
• 低アラーム時 (While underload) – 低アラーム時にログを取ります。
• 時間間隔 (Time interval) - 時間制データログを選択した場合のみ、時間間隔を設定できます。
メニュータブボタン (図16)・フラッシュ画面 (Flash screen) – ONに設定すると、アラームが作動したときに画面が点滅します。
・バイブレーション (vibrate) – ONに設定すると、アラームが作動したときに振動します。
・負の値を表示する (Show negative value) – 設定するとゼロ以下の数値を表示します。
・音 (Sound) – ONに設定すると、アラームが作動したときに音が鳴ります。
・デジタルダイヤルの表示 (Show digital dial) – 数字の代わりにダイヤルを表示します。

ユーザー設定デフォルトの単位設定 (図12 ,13)
• デフォルト単位(Default unit)：規定値として表示する単位をte, kN, kg, Ibから選択できます。
• カスタム単位(Custom unit)： ユーザー定義の表示単位を設定できます。
単位表記及び変換係数(1トン基準)を設定します。

v2.00

Part No:
SU387705

(図 17)(図 18)(図 19)(図 20)(図 21)

レポートの作成

レポート 作成するには以下の手順を行ってください。

v2.00

Part No:
SU387706

1. データログ形式を選択しホーム画面のデータログボタンを押します。 (図17)
2. プロジェクト名を「プロジェクト欄の詳細(Project Details)」欄に入力します。 (図 18)
3. 「ジョブ ID(Job Id)」欄にジョブ参照名を入力し、「OK」を押して保存します。
4. 測定レポートの場所を設定するには、手動で入力するか、マーカーアイコンを選択して場所を自動的に入力します（携帯のGPS機能を使用します）。その後、「開始(START)」ボタンを押します。
5. データログ形式をマニュアルに設定した場合、「記録(Record)」ボタンを押して、画面に表示された測定値をキャプチャします。 レポートを終了したい際は「終了(STOP)」を押します。
6. データログ形式を時間制に設定した場合、プロジェクトの詳細を入力して「START」を押すとすぐに記録が開始されます。記録を終了したい際は「STOP」ボタンを押します。
7. 「高アラーム時」または「低アラーム時」のどちらかに設定した場合、「プロジェクトの詳細」と「ジョブID」を指定して「OK」を押すとすぐに、高/低アラーム時の測定値が自動的に記録されます。記録を終了したい際には「STOP」ボタンを押します。
8. 測定値の記録が終了すると、レポートを表示するかどうか尋ねられます。(図19)「Yes」を選択すると、レポートセクションに移ります。(図 20)
9. Excelシートのレポートをメール送信するにはメールアドレスを入力し、「送信(Export)」を選択します（Wifi/ネット接続が必要です）(図21)
10. レポートをExcelシートとして携帯に保存して表示するには、「Export」を選択します（レポートを表示するには、シートを表示するアプリが必要です）。シフト中の計量がすべて完了したら、シフトを終了します。
注 : 一度シフトを開始すると、単位を変更することはできません。
：データログを開始すると、風袋引きボタンと単位ボタンは無効になります。

12(図 22)
すべての記録済みレポートを表示するには 「ユーザーメニュー」アイコンを選択します。
次に「報告(Report)」オプションを選択します。
レポートは図22のようにリスト表示されます。表示/送信/エクスポートいずれかを選択してください。(図20,21)

(図 24)(図 25)(図 26)

シフト開始前の表示 (図23)
閾値の設定：ユーザー設定>閾値(Lift Threshold) (図 24)
ロードセルの選択 (図 25)
閾値の設定(図 26)ロードセルの読取値が閾値を3秒以上回り、その後閾値を下回ると1回の吊り上げ回数としてカウントされます。

(図 27)(図 28)(図 29)(図 30)(図 31)

シフト(START SHIFT)をタップして開始すると、ボタンがシフトの終了(FINISH SHIFT)に代わります。 (図 27)
閾値を超えたロードセルがない場合、レポートセクションには吊り上げ回数０と表示されます(図 28)。
読取値が閾値を超えた場合、吊り上げ回数としてカウントされ、レポートセクションは(図 29)更新されます。
吊り上げ回数(No of Lifts) = 接続中のロードセルのうち、閾値を超え、その後下回って戻ってきた回数。
読取値が閾値以下に戻っていなければ、吊り上げ回数としてカウントされません。
吊り上げ荷重(Lift weight) = 閾値以上になったロードセルのピーク値の合計値
例) 4台のロードセルの閾値は以下のように設定されています。
D1 = 1te D2 = 2te D3 = 1.5te D4 = 2.5te
次に以下のように数値が読み取れたとします。
計測1: D1 = 0.5te, D2 = 2.5te, D3 = 1.6te, D4 = 2.6te [吊り上げ回数= 3, 吊り上げ荷重 = 6.7te]
計測2: D1 = 1.2te, D2 = 1.8te, D3 = 1.8te, D4 = 2.54te [吊り上げ回数更新 = 6, 吊り上げ荷重更新 = 8.1te]{1.2 + 2.5 + 1.8 + 2.6 = 8.1}

吊り上げ回数カウントと閾値設定(図 23)

03

v2.00

データログ形式がONになっている場合、レポートにはログの合計と荷重合計が表示されます。 (図 30)
ログの回数(No of Logs) = 今回のシフトではログデータが何セットあるのか荷重合計値（Sum of weights） = 全てのログ(Lifts)の荷重合計値を合計したものPart No:
SU3877“シフト(Shift)”を選択すると、記録されたデータの詳細が表示されます。(図31)・荷重合計(Sum of weights)は、ログ中での各ロードセルのピーク値(＞閾値)の合計を示します。
・吊り上げ回数(No of lifts)とは、ログ内で閾値を何回超えたかを示すものです。

07

校正期限の通知と再接続
v2.00(図 33)(図 32)
ロードセルの再校正が必要な場合は、ロードセルを接続した直後に、HHPアプリのホーム画面に添付の画面が表示されます。(図32)
赤で囲まれている注意アイコンは、ロードセルが一度でもオーバーロードしたことを示します。 (図33)
オーバーロード値は出荷時に設定されています。

12(図 34)

Part No:
SU3877

新しいロードセルと再接続するには、「ユーザーメニュー」アイコンを選択します。
「再接続」（Bluetoothのマーク）のアイコンを選択します。

08

図34のように、範囲内のすべての新しいロードセルがリスト表示されます。新たに接続したいロードセルを選択し「接続(CONNECT)」をクリックすると再接続が完了します。
注「メーカー設定(Manufacturer settings)」は、メーカーのみアクセスできます。