INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040 X
Type 8098 FLOWave S
SAW flowmeter with ATEX and IECEx approval
SAW-Durchflussmessgerät mit ATEX-Zulassung und IECEx-Zulassung
Débitmètre SAW avec certification ATEX et IECEx

Additional Instructions
Zusatzanleitung
Instructions supplémentaires

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.
© Bürkert SAS 2021-2022
Supplement 2212/01_EU-ml_00815393 / Original DE

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

1. LE MANUEL SUPPLÉMENTAIRE............................................ 4
1.1. Définition des termes / abréviations.............................. 4
1.2. Caractéristiques des produits ATEX et IECEx............... 4
2. SYMBOLES.............................................................................. 4
3. UTILISATION CONFORME....................................................... 5
4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES....................... 6
4.1. Conditions spécifiques d'utilisation .............................. 74.2. Marquage supplémentaire pour zones Ex..................... 74.3. Température du fluide et température ambiante........... 84.4. Indice de protection IP dans les zones Ex.................... 94.5. Nettoyage dans la zone Ex............................................. 94.6. Certification ATEX........................................................... 9
5. INSTALLATION......................................................................... 9français

3

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Le manuel supplémentaire

1LE MANUEL SUPPLÉMENTAIRE

Le manuel supplémentaire relatif à l’utilisation dans des environnements potentiellement explosifs décrit tout le cycle de vie duproduit. Conserver ce manuel dans un lieu facilement accessible àchaque utilisateur et mettez ce manuel à la disposition de chaquenouveau propriétaire du produit.
Informations de sécurité importantes.
Lire le manuel supplémentaire avec attention et minutie.
▶ Il faut lire et comprendre le manuel supplémentaire.
Le manuel supplémentaire décrit des consignes de sécurité et desinformations pour l’utilisation dans un environnement potentiellement explosif.
Toutes les autres descriptions et instructions sont disponibles dansle manuel d'utilisation du type 8098 FLOWave S.
Le manuel d'utilisation est disponible sur internet àl’adresse : country.burkert.com

1.1

Définition des termes / abréviations

Dans ce manuel, le terme « produit » se rapporte au débitmètre
type 8098 avec certification ATEX et IECEx.

1.1

Caractéristiques des produits
ATEX et IECEx

Les produits ATEX et IECEx présentent les caractéristiquessuivantes :Diamètre nominale

1/4"...3"
Raccordement électriqueConnecteur rondsans sorties
avec sorties

M12 x 1, 5 pôles
M12 x 1, 8 pôles

Sorties2 x sortie analogique ounumérique

2

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel.
DANGER
Met en garde contre un danger immédiat.
▶ Le non-respect de cet avertissement entraîne des blessuresmortelles ou graves.

Dans ce manuel, l’abréviation « Ex » fait toujours
référence à « atmosphère explosible ».

4

DN8...DN80

français

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Le manuel supplémentaire

3

AVERTISSEMENT
Met en garde contre une situation potentiellement
dangereuse.
▶ Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves ou la mort.
ATTENTION
Met en garde contre un danger possible.
▶ Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures modérées ou légères.
REMARQUE
Avertit de l’éventualité de dommages matériels.
Conseils et recommandations importants.

UTILISATION CONFORME

Le débitmètre Type 8098 FLOWave S a été conçu pour êtreutilisé dans les groupes d’explosion suivants :- II 3G Ex ec IIC T4 Gc- II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc▶ Observer les données admissibles, les conditions de service
et les conditions d’utilisation spécifiées dans les documents
contractuels, dans le manuel d'utilisation et sur l’étiquetted'identification du produit.
▶ Toujours utiliser le produit en combinaison avec des instruments ou des composants tiers recommandés et agréés par
Bürkert.
▶ Pour que le produit fonctionne de manière fiable et sans défaut,il faut absolument le transporter, le stocker et l’installer correctement, ainsi que procéder à une utilisation et une maintenanceminutieuses.
▶ Utiliser le produit pour son usage prévu.

Fait référence aux informations figurant dans ce manuelou dans d’autres documentations.
▶ Désigne une instruction pour prévenir un risque.
→ Désigne une étape de travail que vous devez effectuer.

français

5

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Consignes de sécurité particulières

4CONSIGNES DE SÉCURITÉPARTICULIÈRESDANGER

Pour prévenir tout risque d’explosion, observer nonseulement les consignes de sécurité du manuel d'utilisation
pour le fonctionnement dans une zone Ex, mais également
les consignes suivantes :▶ Tenir compte des informations relatives à la classe de température, à la température ambiante, au degré de protection, aucouple et à la tension.
▶ Ne pas utiliser le produit dans des zones avec des gaz ou de lapoussière à une température d’inflammation inférieure à celle
indiquée sur l’étiquette de la zone Ex.
▶ L’installation, l’utilisation et la maintenance doivent être effectuées par des techniciens qualifiés.
▶ Observer les dispositions de sécurité applicables, les réglementations nationales en vigueur en matière de sécurité ainsi que
les règles techniques générales pour l'installation et l’utilisation.
▶ Ne pas réparer le produit soi-même, mais le remplacer par unproduit équivalent.
▶ La réparation du produit est réservée à son fabricant.
▶ Ne pas exposer le produit à des contraintes mécaniques ou
thermiques, dépassant les limites stipulées dans le manueld'utilisation.
▶ Toujours utiliser des câbles conformes aux exigences de lanorme IEC 60079-14 et à la réglementation locale.

6DANGER
Risque d’explosion lors du débranchement d’un connecteur.
▶ Sécuriser le connecteur femelle M12. Respecter les recommandations données par le fabricant du connecteur femelle.
▶ Ne pas retirer le connecteur lorsque le produit est sous tension.
Lorsque retirer le connecteur, fermer la connexion avec un
capuchon de protection.
Risque d’explosion lors de l’ouverture du produit.
▶ Ne jamais ouvrir le produit en présence d’une atmosphère Ex.
▶ Avant de mettre le produit en service, fermer hermétiquement
le produit et s’assurer que les couvercles sont verrouillés. Uncouvercle est verrouillé quand on ne peut pas l’ouvrir sans laclé de déverrouillage magnétique.
Risque d’explosion dû à une décharge électrostatique.
En cas de décharge subite, les personnes ou produits chargésen électricité statique sont exposés au risque d’explosion dansla zone Ex.
▶ S’assurer d’exclure toute charge électrostatique dans la zoneEx.
▶ Pour nettoyer la surface du produit, essuyer avec précaution
la surface avec un chiffon humide ou antistatique.
Risque d’explosion si le produit n’est pas correctement mis
à la terre.
▶ Pour la mise à la terre du produit, observer les exigences de lanorme IEC 60079-14 et de la réglementation locale.
▶ Utiliser la vis de mise à la terre externe pour mettre le produità la terre.

français

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Consignes de sécurité particulières

4.1

Conditions spécifiques d'utilisation

4.2

Marquage supplémentaire pourzones Ex▶ S'assurer que la protection contre les transitoires est réglée
sur une valeur ne dépassant pas 140 % de la valeur de tension de crête des raccordements d’alimentation du produit.
▶ Utiliser le produit uniquement dans une zone présentant
au moins un degré 2 de pollution, tel que défini par EN/
IEC 60664-1.
▶ Ne pas utiliser le produit dans des atmosphères poussiéreuses
où il faut s'attendre à des processus de charge intenses.
▶ Pour nettoyer la surface du produit, essuyer avec précaution
la surface avec un chiffon humide ou antistatique.
▶ Ne pas retirer le connecteur lorsque le produit est sous tension.
Lorsque retirer le connecteur, fermer la connexion avec uncapuchon de protection.
▶ La température ambiante maximale dépend de la température
du fluide, voir le tableau des paramètres relatifs à la sécurité
en annexe du certificat.

INERIS 21 ATEX 3008 X
II 3G Ex ec IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T130°C Dc
IECEx INE 21.0040 X
Ex ec IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T130°C Dc–10°C ≤ Tamb ≤ +60°C *refer to manual–20°C ≤ Tfluid ≤ +130°C *refer to manual
Tcable = 85°C

Warning:* DO NOT CONNECT OR DISCONNECT WHEN ENERGIZED* DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED* POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD - SEE
INSTRUCTIONS (only in dust atmosphere)

Groupe d’explosion
Marquage pour la protection contre les explosions de gazGroupe de gaz/poussière

Niveau de protection du produit

II

3G Ex ec IIC

T4Gc

II

3D Ex tc IIIC

T130°C

Dc

Classe de température
Mode de protection
Marquage pour la protection contre les explosions de poussièreFig. 1 :françaisMarquage supplémentaire pour zones Ex7

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Consignes de sécurité particulières

4.3

Température du fluide ettempérature ambiante→ Observer la température ambiante applicable à l’utilisation
dans les zones Ex et stipulée dans Tab. 1.
Température–10 °C...+60 °C
ambiante
Température du fluide –20 °C...+110 °C en service continu+110 °C...+130 °C pendant
1 heure max.
Tab. 1 :Température ambiante et température du fluide→ Respecter la dépendance entre la température du fluide et latempérature ambiante. Se reporter à Fig. 2 et Tab. 2.
Température autorisée pendant 1 heure max.

Température ambiante [°C]60

Le fonctionnement
est autorisé pendant
1 heure maximum

40Tab. 2 :200–10–20Fig. 2 :8020

Température dufluide [°C]–100102030
40
5060
708090100110120130

Températureambiante [°C]60606060606060
60
6060
60605550
45

Service continu en fonction de la température du fluide et de latempérature ambiante pour un produit ATEX et IECEx

40 60 80 100 120 140
Température du fluide [°C]

Température du fluide en fonction de la température ambiantepour un produit ATEX et IECEx

français

INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Installation

4.4

Indice de protection IP dans leszones Ex

IP64, si le produit est câblé, si les presse-étoupes sont serrés etsi les couvercles sont verrouillés.

4.5

Nettoyage dans la zone Ex

5

INSTALLATION

Degré de pollution

Caractéristiques électriques• Tension de service

Certification ATEX

Le type 8098 FLOWave S a été évalué selon les normes IEC60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31.
La certification ATEX n’est valide que si le produit Bürkert est utilisé
comme décrit dans le présent manuel complémentaire.
Si des modifications sont effectuées au produit sans autorisation,
la certification ATEX et IECEx est invalidée.

français

12...35 V DC, filtrée et régulée
Tolérance: ±10 %S’assurer que le détergent est approuvé pour une utilisation dans des atmosphères explosives.

4.6

Degré 2 selon la norme EN/
IEC 61010-1

Le produit doit être connecté en permanence à un circuit de sécurité extra
basse tension (circuit SELV)• Puissance absorbéesans sorties
avec sorties≤ 2,5 W
≤5WSorties• Sortie analogique

12...35 V DC
0...22,5 mA
Isolation fonctionnelle• Sortie numérique

5...35 V DC
max. 700 mA
Isolation fonctionnelle• Interface decommunication

CANopen ou büS
La connexion büS de la variante avec
sorties est uniquement destinée à laconnexion au Bürkert Communicator
pour la configuration et la mise à jourdu logiciel de l'appareil.
9INERIS 21 ATEX 3008 X / IECEx INE 21.0040X

Installation→ Câbler le produit conformément à la norme IEC 60079-14 etaux réglementations locales.
▶ Si le connecteur mâle circulaire est câblé, le connecteur femelle
homologue doit être fourni par l’utilisateur du produit.
- Le connecteur femelle homologue ne fait pas partie de lacertification.
- Le connecteur femelle homologue doit être conforme
aux exigences des normes IEC 60079-0, IEC 60079-7,
IEC 60079-31.
- La classe de protection du connecteur femelle homologue
doit être d’au moins IP65 conformément à IEC 60529.

Affectation des broches de la variante avec sorties :Raccordement à la tension d’alimentation, à la communication etaux sorties :Pin 1: +24 V DC (12...35 VDC)5

Pin 2: GND (masse)

6473821

Pin 3: CAN_L
Pin 4: CAN_H
Pin 5: AO/DO – (sortie 1)
Pin 6: AO/DO + (sortie 1)
Pin 7: AO/DO – (sortie 2)
Pin 8: AO/DO + (sortie 2)

Spécification des câbles :- Section de raccordement de la prise de terre : min 4 mm²Fig. 4 :Affectation des broches de le connecteur mâle M12 à8 broches

Affectation des broches de la variante sans sorties :Raccordement à la tension d’alimentation ou à la tension d’alimentation et à la communication :Pin 1: Blindage CAN

23Fig. 3 :10Pin 2: 12...35 V DC

5 14

Pin 3: GND (masse)
Pin 4: CAN_H
Pin 5: CAN_L

Affectation des broches de le connecteur mâle M12 à5 brochesfrançais

www.burkert.com