Performance simpliﬁed at every turn
Thermo Scientiﬁc Sorvall LYNX
大容量高速冷却遠心機

大容量高速冷却遠心機

Thermo ScientiﬁcTM SorvallTM LYNXTM シリーズ

革新的なテクノロジーと圧倒的な使いやすさを融合し、使うほどにシンプルで飛躍的なパフォーマンスを約束します。
マルチユーザー環境、多様なアプリケーションへの適応、経験的な分離プロトコルの探索など、日々の多様な分離オペレーションには Sorvall LYNX 大容量高速冷却遠心機をお選びください！
生産性のアップ、高い安全性、圧倒的な使いやすさ、信頼のパフォーマンスを実現します。

Auto-Lock & Auto-ID• ローターはドライブシャフトへ置くだけの自動ロック• プッシュボタンを押して抜くだけの簡単な取り外し• ローターのセットと同時にローターの種類と仕様を本体が識別、面倒なローターコード入力は不要
Fiberlite カーボン固定角ローター• 超軽量カーボン固定角ローター＊• 旧来のアルミ製に比べ最大で 57%（12.1kg）軽量（
F12-6x500 LEX）
＊当社旧アルミ製ローターと比較• 15 年保証付
バイオセーフティー対応• ほとんどのローターはバイオセーフティー対応• 英国 Public Health England（Porton Down）の認証付• Thermo ScientiﬁcTM ClickSealTM バケットリッドはワンクリックで簡単に取付可能
タッチスクリーンインターフェース• 初心者でも操作が可能なシンプルなインターフェース• 感圧式タッチパネル。グローブをつけて操作可能• 日本語対応

Centri-Vue リモートモニタリング• 離れた場所からモバイルデバイスで LYNX ステータスをモニタリング• 1 つのモバイルデバイスで 100 台までのモニタリング• START/STOP をリモートコントロール

2比類ないパフォーマンス
アカデミックリサーチからインダストリアル生産・製造に至るまで、日々進化するアプリケーションニーズに対応する最大遠心力 100,605 × g、最大容量 6 L です。
汎用性に優れ、ハイスループットな サンプル処理• 一回の遠心容量は、それぞれ最大 1 L ボトル× 6 本、50 mL コニカル× 40 本、マイクロプレート× 24 枚です。

• 非常に速い加速・減速と圧倒的な大容量で遠心回数と遠心時間を大幅に削減します。
日々の安全性および効率を考えた設計• 革新的ローターシステム（ Thermo ScientificTM Auto-LockTM ワンタッチローター交換、Auto-ID ローター自動識別、スピードハンドル付ローターリッドなど）は、ランセットアップの時間短縮だけでなく、安全で安心な
ローター操作に寄与します。

• 軽量、耐食性に優れたカーボンファイバーローター Thermo Scientific TM FiberliteTM ローターは、最新の Fiberlite
LEX デザインによりエルゴノミクスとパフォーマンスを大幅に向上させます。
• 明るく視認性の高いディスプレイを備えたタッチパネルインターフェースはランセットアップを簡素化、さらにトレーニング動画やパスワードプロテクトによるセキュリティ強化機能を提供します。
• 自動ドアオープンやオンデッキワークスペースを備え、ボルトダウンの必要ないコンパクトデザインを採用しています。
信頼性安定した結果が得られ、長期間安全に使用できる頑強なユニットデザイン。

3

パフォーマンス
Auto-Lock ワンタッチでローター交換
安全なプッシュボタン方式で、ローター交換は 3 秒以内• ローターは自動でしっかりとロックされ、オペレーション
中に緩むことはありません。
• トラブルフリーなローター着脱−レンチやドライバーは不要− 素手による締め込みは不要• ローターを素早く交換でき、アプリケーションをフレキ
シブルに変更可能。ラボの多様なニーズに対応します。

安全でトラブルフリー、3 秒以内でローター着脱完了

Auto-ID ローター自動識別
安全性の向上と遠心時間の短縮
ローターを遠心チャンバーに設置すると、遠心機ユニットが直ちにローターの種類を識別し、そのスペック（容量／容器の角度／最高回転数／最大遠心力）を自動的にロードします。
• 従来のローターコード番号の入力操作が不要で、ランセットアップの時間を大幅に短縮します。
• オーバースピード設定のリスクがなく、遠心機ユニット、サンプル、オペレーターの安全性が向上します。

1. 遠心チャンバー内のドラ
イブシャフトにローターを装着

4

2. ローターは直ちに遠心機システムに識別され、パラメーターもロード

3. 遠心プログラムを確認し、ランを開始

多様なローターセット
マルチユーザー環境をサポートし、日々進化する研究のニーズに対応するローターセット― マイクロチューブから 1 L ボトルまで ―• Fiberlite カーボンファイバーローター : より軽量、更に安心−軽量カーボンファイバーと革新的な構造により、金属製では不可能なユニークなローターデザイン−化学薬品耐性に優れ、高い遠心力によって生じる疲労にも強いため、ローターの構造的な完全性を確保し、比類ない耐久性を保持します。
− 15 年間保証付です 1．（当社の標準保証期間）• スイングバケットローター : 高い遠心力で使用できる多様なアダプターを取り揃え、多目的・多用途に対応可能なフレキシビリティを確保します。
• 固定角ローター : コニカルチューブ専用タイプや 10 万 G を超える超高速遠心分離用など、特定の分離プロトコルを目的とした専用のローターセットも用意しています。
• 連続フロー／ゾーナルローター : スケールアップを可能にする特別なローターセットにより短時間で連続的な大容量サンプル処理を可能にします。

革新的なスピードハンドルによりローターリッドをス
ピーディかつ安全に締め込むことが可能です。またド
ライブシャフトからのローターの取り外しも容易です。

Fiberlite 遠心ボトル
Fiberlite ローターの最大のパフォーマンスを発揮する
ために新開発された 250 mL、500 mL、1,000 mL 遠
心ボトルです。
取扱いしやすい広口ボトルで漏れにくいプラグキャッ
プ構造が特長です。材質は PPCO と PC。

Thermo Scientific BIOFlex HC ロ ー タ ー は 50 mL
コニカルチューブ 40 本、15 mL コニカルチューブ
96 本、マイクロプレート 24 枚、ディープウェルプレー
ト 8 枚を最大 7,068 × g で遠心可能で、さらに 35 種
類以上の容器に対応する幅広いアダプターセットを用意しています。

5

オペレーション
タッチパネルインターフェース
明るく大きなタッチパネルで、シンプルかつ迅速なランセットアップを長期間サポート。
オプション• 分離プログラムは最大 120 メモリー。プログラム名にはアルファベットと数字が使用可能。
プログラムの呼び出し操作も簡単です。

• 操作方法はオンボード動画で解説。クイックスタートマニュアルも利用できます。
• ローター計算機を標準装備し、分離プロトコルの変更が容易です。
• ランログの記録とエクスポートが可能。cGMP ／ GLP 準拠を強力サポート。
• 便利なバーチャルタッチスクリーンキーボードでパラメーターを直接インプット。
• 視認性の高いバックライトディスプレイと大きな画面表示で離れた場所からもパラメーターとラン状況を一目で確認できます。
• プログラミング、ラン状況表示、アラート、サービスメッセージの多言語表示。
−英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、日本語に対応• マルチユーザー環境に最適なパスワード保護機能で、ユーザーのアクセスを制限できます。

手袋のままでも操作できます。

6シンプルで簡単なパラメーターセットアップとラン状況のモニタリング

Status Information

Run Parameters
App store icon

Control andConfiguration
パラメーターのセッティングやラン状況のモニタリングが容易

Centri-Vue モバイルデバイスアプリケーション
Centri-Vue モ バ イ ル デ バ イ ス ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 使 用 し て
LYNX のステータスを離れた場所からモニタリングすることができます。マルチユーザー環境における LYNX の使用状況を離れた場所から確認したり、クリーンルーム内にある LYNX のランステータスを室外からモニタリングする際に便利です。
iOSTM および AndroidTM 対応。

2 つのモデルの Sorvall LYNX 大容量高速冷却遠心機(L) 6

Sorvall LYNX 6000

5

4
容量

Sorvall LYNX 4000

3

2

Sorvall LYNX 6000

Sorvall LYNX 4000

1

10,00020,00030,00040,00050,000

最大遠心力60,00070,00080,00090,000100,000(×g)

Sorvall LYNX 4000 : 最大容量 4 L、最大遠心力 68,905 × g
Sorvall LYNX 6000 : 最大容量 6 L、最大遠心力 100,605 × g
超高速ローター対応、連続フローローター／バッチローター対応
省エネルギーを実現する Smart Vacuum 標準装備
バイオセーフティを考慮した HEPAフィルターの取付が可能（オプション）

7

安全性
エルゴノミクスデザインと安全性
高さを 860 mm に抑えたユニットデッキとユニット前面の大きなフットスペースによって、遠心チャンバーにより近い位置までアクセスでき、ローター交換時の体への負担を大幅に軽減します。また、ユニットデッキのサイドに設けたワーキングスペースはサンプルのローディン
グに大変便利です。

• 超軽量カーボンローターと新 開 発 のスピードハンドル
によりローターの持ち運びと着脱操作がより簡単に、
より安全になりました。
• 床面へのボルトダウンが不要な世界基準の安全規格に従っており、ユニットのインストールや施設内での移設が容易です。

スピードハンドル装備の軽量ローター• 非常に静かな運転（ <59 dBA）で、作業環境におけるストレスを軽減します。
• ユニット前面のリッドオープンスイッチを軽く押すだけで、たとえ両手がサンプルやローターで塞がっていても、チャンバーリッドを自動で開けます。
• Auto-Lock ワンタッチローター交換と Auto-ID ローター
自動識別機能でランのセットアップ操作を簡素化し、オーバースピードやローターによるアクシデント発生のリスクを未然に防止します。

8

ローター交換に配慮したフットスペース

コストパフォーマンス
• インバランス耐性に優れたドライブを採用し、遠心システムの信頼性と長期使用可能な耐久性を向上しました。

• 1 年間のユニット保証に加えて、3 年間のドライブシステム保証、5 年間の冷却システム保証、そして 15 年間の Fiberlite カーボンローターの保証付（当社の標準保証期）• 遠心機ユニットへの投資を保護する統合的で革新的なサービスサポー
トソリューションを提供します。

cGMP／ GLP データマネージメント• ログデータを記録し、品質管理に貢献します。
• ユーザー、ラン条件、エラーメッセージなどのダウンロードが可能です。
• ユーザーログイン機能やパスワード保護機能によって、オペレーターを制限できます。

USB ポートを使ってランデータのダウンロードが可能です（CSV 形式）。

省エネルギーと環境調和• 省エネルギー：
電 力 の 消 費 を 抑 える Green modeを選択できます。

• Smart Vacuum ：Sorvall LYNX 6000 で は 特 定 のローターで減圧遠心システムを採用。エネルギーの効率化とハイパ
フォーマンスの両立を実現します。
• 力率補正モジュール：
Sorvall LYNX 遠心機の電子システ
ムは施設電源や供給電源に合わせて最適化されたインターフェースになるようデザインされているため、供給電源を気にする必要はありません。
• カーボンファイバーローター：
15 年間保 証 付 で 耐 久 性 に 優 れ たFiberlite ローター。金属製ローター
よりも耐用年数超過による廃棄やそれに伴う追加コストを最小限に抑えることができます。
• 世界的な環境規制基準への準拠：
RoHS（Restriction of Hazardous
Substances）
指示準拠および WEEE
（Waste Electrical and Electronic
Equipment）準拠

9

アプリケーション
幅広いローターポートフォリオ

マイクロプレートをはじめ、マイクロチューブや 1 L 遠心ボトルまで実に多様なラボウェアをサ
ポートします。アプリケーションのフレキシビリティを確保し、ラボの研究テーマが進化した
場合にも容易に対応可能です。
革新的なローターセット• ローターリッドに付属した新開発スピードハンドルにより、スピーディにローターをしっかり締めこむことができます。

• サンプルのローディング作業時は、取りはずしたローターリッドをデッキサイドのホルダーへ差し込むことができます。
対応可能な幅広い分離プロセス• 細胞生物学 • 臨床／診断 • ゲノミクス／分子生物学 • プロテオミクス • ウイルス学／
ナノテクノロジー • 創薬 • 探索リサーチ • バイオ医薬品製造／生産(L)6

バイオプロセス
F9-6x1000 LEX
F10-4x1000 LEXBIOFlex HC4

探索リサーチ・創薬

F12-6x500 LEX
TCF-20

BIOFlex HS

2
最大容 量

F14-6x250y
F14-14x50cy

診断および
臨床生物学

細胞生物学

F20-12x50 LEX

ウィルス学/ナノテクノロジー
A23-6x100

0.5F21-8x50y

ゲノミクス/
分子生物学

TH13-6x50

A27-8x50

T29-8x50

A27-6x50

プロテオミクス

0.1
F23-48x1.5
10,00020,00030,00040,00050,00060,000

最大遠心力

1070,00080,00090,000100,000(xg)

Thermo Scientific Fiberlite LEX ローター
大容量カーボンローターの次世代型として位置づけられる、Fiberlite LEX ローターシリーズは最新のカーボンファイバーデザインを採用し、今回新たに 6 L タイプが登場。
• 優れたエルゴノミクスデザイン：軽量 ＊ と最先端のエルゴノミクスデザインにより日々の作業負担を軽減＊公表された製品カタログスペックの比較に基づいて記載• 比類ないパフォーマンス：傑出した最大遠心力 (RCF) により、一段上の生産性を実現
̶ Fiberlite F9-6x1000LEX 6L タイプのカーボンローターは最速 17,568 × g• 強化された安全性：軽量デザイン、リフト用ハンドル（スピードハンドル）、生物学的封じ込め（バイオセーフティ）テクノロジーを備えた Fiberlite ローターは、ラボおよびオペレーターに対してマルチレベルの安全性を提供

Fiberlite F9-6x1000 LEX ローター：軽量 LEX
デザインで 6 本× 1 L Nalgene 遠心ボトルをサポート。豊富なチューブ／ボトルアダプ
ターを使用すれば 1.5 mL マイクロチューブ
から 500 mL ボトルまで遠心できます。ボトルに合わせて別途ローターを購入する必要はなく、コストを低く抑えられます。

11ローター仕様
カテゴリー

スイング
バケット

75003000

BIOFlex HC

4 x 1,000 mL
マイクロチューブ、コニカルチューブ、1 L ボトル、ディープウェルプレート、
40 x 50 mL コニカル
培養フラスコ、血液バッグ、採血管等 35 種類以上のチューブや容器に対応
24 マイクロプレート

10.2

75003002

BIOFlex HS

マイクロチューブ、コニカルチューブ、採血管、400 mL ボトルなど
30 種類以上の容器をハイスピード遠心

4 x 400 mL
4 x 250 mL コニカル

7.6475003010

TH13-6x50

丸底チューブやコニカルチューブ用の新デザインローター。
密度勾配遠心分離やボトムペレッティングに最適なハイスピードローター

6 x 50 mL ラウンド
6 x 50 mL コニカル
6 x 15 mL コニカル

7.2

096-061075

Fiberlite
F9-6x1000 LEX

軽量 LEX デザイン 6L ローター。固定角ローター用のアダプターを使用する
ことで 500 mL ボトルから 1.5 mL チューブまで対応

6 x 1,000 mL

15.7

096-041075

Fiberlite
F10-4x1000
LEX

軽量 LEX デザイン 4 L ローター。1 L ボトルを 10,000 rpm（ 20,000 ×g）以上で遠心可能。アダプターの使用で 500 mL ボトルから 1.5 mL チューブに対応

4 x 1,000 mL

10.9

096-062375

Fiberlite
F12-6x500 LEX

軽量 LEX デザイン 3 L ローター。500 mL ボトルローターでは最速
12,000 rpm（24,471 ×g）で遠心可能。多様な固定角用アダプターを用意

6 x 500 mL

9.1

096-062075

Fiberlite
F14-6x250y

タンパク質精製、酵母および細菌のペレッティングに最適な中容量タイプ。
250 mL Nalgene 遠心ボトルを最大 30,240 ×g で遠心。アダプターあり

6 x 250 mL

8.0

096-145075

Fiberlite
F14-14x50cy

50 mL コニカルチューブ専用。アダプターを使用して 1 5mL コニカルや採血管細胞のペレッティングや精製タンパク質の濃縮、核酸精製に最適

14 x 50 mL コニカル

7.7

096-124375

Fiberlite
F20-12x50 LEX

軽量 LEX デザイン 50 mL オークリッジ遠心管専用。細胞成分の分画

12 x 50 mL

5.25

096-084275

Fiberlite
F21-8x50y

50 mL ハイアングル 34°タイプ。細胞成分の分画アプリケーション

8 x 50 mL

4.875003006

A23-6x100

100 mL オークリッジ遠心管。アダプターを使用すれば小容量チューブに対応

6 x 100 mL

7.2

096-484075

Fiberlite
F23-48x1.5

1.5 mL マイクロチューブ専用。高速ハイキャパシティー

48 x 1.5 mL

4.5475003007

A27-6x50

50 mL オークリッジ遠心管専用。最高スピードで 4℃維持可能

6 x 50 mL

5.5875003008

A27-8x50

50 mL オークリッジ遠心管専用の高速タイプ。ウイルス学、プロテオミクス
細胞成分分画に最適。旧ローター SS-34 の最新デザイン

8 x 50 mL

6.875003009

T29-8x50

50 mL オークリッジ遠心管専用の超高速タイプ。
最高回転数 29,000 rpm、最大遠心力 100,605 ×g

8 x 50 mL

8.475003012

TCF-20バイオプロセシングや生物医薬品製造等の大容量サンプル処理に最適な連続
フローローター1,350 mL

7.875003013

TCF-20 Zonal

大容量グラジェント遠心分離に最適なハイスピードゾーナルローター

1,350 mL7.8固定角
大容量ローター

固定角
ハイスピードコニカルローター

固定角
ハイスピードローター

固定角
超ハイスピードローター

連続フロー／
ゾーナル
ローター

生物学的封じ込め（バイオセーフティ）対応ローターは、
Public Health England（Porton Down）の認証済。

12

最大容量

重量
(kg)

ローター

ローター

用途

生物封込
(biosafety)

製品番号

最大回転
半径 (mm)209

生物学的封じ込め

Sorvall LYNX 4000
大容量高速冷却遠心機

Sorvall LYNX 6000
大容量高速冷却遠心機
最高回転数

最大遠心力

K ファクター

最高回転数

最大遠心力

K ファクター5,500 rpm

7,068 × g

5,522

5,500 rpm

7,068 × g

5,522

（バイオセーフティ）対応• バイオハザードサンプルの封じ込め強化のために、ローターセットのほとんどは Public Health England,
英国 Porton Down の認証を得たバイオセーフティ

183

7,000 rpm

10,025 × g

4,889

7,000 rpm

10,025 × g

4,869対応製品です（マークで表示）。

• チューブやボトルの破損を考慮して、固定角ローター
157

13,100 rpm

30,314 × g

1,503

194

9,000 rpm

17,568 × g

3,415

13,100 rpm

30,314 × g

1,503のほとんどはそのロータートップに特別な液体保持構造を配し、液漏れ防止を強化しています。

• Sorvall LYNX 6000 大容量高速冷却遠心機は HEPA
フィルターを取り付け可能です。
（オプション）
たとえチューブやボトルの破損が起きても、より高167

10,500 rpm

20,584 × g

4,268

10,500 rpm

20,584 × g

4,268

152

12,000 rpm

24,471 × g

2,302

12,000 rpm

24,471 × g

2,302

138

14,000 rpm

30,240 xg

1,699

14,000 rpm

30,240 × g

1,699

154

14,000 rpm

33,746 × g

798

13,000 rpm

29,097 × g

925

115

20,000 rpm

51,428 × g

455

18,000 rpm

41,657 × g

562

107

20,000 rpm

47,850 × g

744

18,000 rpm

38,759 × g

919

97

23,500 rpm

62,976 × g

503

21,000 rpm

50,290 × g

630

97

23,000 rpm

57,368 × g

199

18,500 rpm

37,116 × g

307

97

27,000 rpm ＊ 79,057 × g

485

24,000 rpm ＊ 62,465 × g

613

107

27,000 rpm ＊ 87,207 × g

408

24,000 rpm ＊ 68,905 × g

517

107

29,000 rpm ＊ 100,605 × g

354

24,000 rpm ＊ 68,905 × g

517

96

20,000 rpm

42,931 × g

826

96

20,000 rpm

42,931 × g

826

いレベルの安全性を確保できます。

＊最大スピードでの 4℃ 維持は保証されていません。ローターマニュアルを参照してください。

13
13

ローターアダプター
Thermo Scientiﬁc BIOFlex HC
ハイキャパシティースイングバケットローター用
製品番号

画像
番号

製品名／製品内容

ローター容量

容器サイズ（本× 容器容量 mL）（直径×長さ mm）

4 x 1,000

ー

ー

ー

ローター

75003000

BIOFlex HC スイングバケットローター

75007309

ClickSeal バイオセーフティー対応バケットリッド
BIOFlex HC バケット用アダプター BIOFlex HC ローター用（4 個入）
750073011

1,000 mL PP 広口バイオボトル（製品番号 : 75007300）用

4 x 1,000

126 x 140

750073042

750 mL PP 広口バイオボトル（ 製品番号 : 75006443）用

4 x 75098 x 133

750042533

500 mL Nalgene オークリッジボトル用

4 x 500

70 x 160

75007302

4500 mL Corning™ コニカルボトル用

4 x 500

98 x 133

75005392

5

250 mL Nalgene 広口コニカルボトル用

4 x 25062 x 145

75005392

5

250 mL Corning™ コニカルボトル／ 200 mL Nunc ボトル用
175 mL Nalgene コニカルボトル用

4 x 25062 x 145

750073056

250 mL Nalgene オークリッジボトル用

8 x 25062 x 13075007305+ BD 352090

6

225 mL BD Falcon™ コニカルボトル用

8 x 225

62 x 13075007305+ Nunc 377585

6

200 mL Nunc PPCO コニカルボトル用

8 x 200

62.5 x 139

75007305+ NalgeneDS3126-0175

6

175 mL Nalgene 広口コニカルボトル用

8 x 175

62 x 13075003674

7

50 mL コニカルチューブ用

40 x 5030 x 120

75004255

8

50 mL コニカルチューブ（二重シーリング）用

20 x 50

29.5 x 120

75004252

950 mL Nalgene オークリッジチューブ用

48 x 50

29.5 x 120

75007306

1015 mL コニカルチューブ用

96 x 15

17.5 x 121

75003672

11

10 mL 採血管／Corex™／ Kimble™ チューブ用

148 x 1017 x 110

75003671

12

5 ／ 7 mL 採血管（BD Vacutainer™）用

196 x 5 ／ 7

14 x 110

75003709

13

4.5 ／ 6 mL 採血管（Greiner™）用

164 x 4.5 ／ 6

14 x 110

75007303

14

マイクロプレートキャリア用

4 x 6 スタンダードプレート
4 x 2 ディープウェルプレート

86 x 128

7500382915〜 450 mL 血液バッグ／培養バッグ用

4 x 2 バッグー

アダプター BIOFlex HC ローター用（4 個入）＊以下のアダプターには BIOLink アダプター（製品番号 75007304、画像番号 2）が必要
75007304

2

BIOLink アダプター BIOFlex HC バケット用

75003713

16

100 mL 丸底オープントップチューブ用

8 x 100

45 x 98

75003824

17

50 mL コニカル／自立型コニカルチューブ用

20 x 50

29.5 x 120

75003716

18

25 mL ユニバーサル／自立型コニカルチューブ用

28 x 25

29.5 x 120

75003718

19

16 mL Nalgene 丸底チューブ用

48 x 1618 x 134

75003719

2015 mL 採血管用

32 x 1517 x 125

75003724

21

5 mL RIA ／丸底チューブ用

148 x 513 x 116

75003733

22

1.5 ／ 2.0 mL マイクロチューブ用

192 x 1.5 ／ 2.0

11 x 50

75008383

23

T-75 Nunc イージーフラスコ用

4 x T-75

ー

75008384

24

T-25 Nunc イージーフラスコ用

8 x T-25

ー

生物学的封じ込め（バイオセーフティ）対応ローターは、
Public Health England（Porton Down）の認証済。

14

ー

ー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

BIOFlex HC スイングバケットローター（ClickSeal 対応）：
多様なアダプターセットにより 35 種類以上の容器をハイス
ループット＆ハイスピードで遠心でき、研究のフレキシビ
リティを確保します。

15

ローターアダプター
Thermo Scientiﬁc BIOFlex HS
ハイスピードスイングバケットローター用
製品番号

画像
番号

製品名／製品内容

ローター容量

容器サイズ（本× 容器容量 mL）（直径×長さ mm）

4 x 400

ー

ー

ー

ローター

75003002

BIOFlex HS スイングバケットローター

75003656

ClickSeal バイオセーフティリッド BIOFlex HS バケット用アダプター BIOFlex HS ローター用（4 個入）
ダイレクト

25

400 mL PP 広口バイオボトル（製品番号 : 75007585）用

4 x 400

80 x 125

7500425826

250 mL Nalgene 広口コニカルボトル用

4 x 25062 x 135

7500425727

250 mL Nalgene オークリッジボトル用

4 x 25062 x 135

7500425727

225 mL BD Falcon コニカルボトル用

4 x 225

62 x 13075004258

26

200 mL Nunc PPCO コニカルボトル用

4 x 200

62 x 125

7500425826

175 mL Nalgene 広口 コニカルボトル用

4 x 175

62 x 125

75003708

28

100 mL 丸底オープントップチューブ用

4 x 100

45 x 117

75003707

29

50 mL DIN 丸底チューブ用

12 x 50

34.5 x 105

7500425930

50 mL コニカルチューブ（二重シーリング）用8 x 5029.5 x 116

75005393

31

50 mL コニカルチューブ用

12 x 50

29.5 x 116

75003683

32

50 mL コニカルチューブ用

16 x 50

29.5 x 116

75003799

33

50 mL Nalgene オークリッジチューブ用

16 x 50

28.5 x 114

75003703

34

30 mL DIN 丸底／平底チューブ用

20 x 30

25.5 x 108

75003706

35

25 mL ユニバーサル丸底チューブ用

12 x 2025 x 110

75003798

36

16 mL Nalgene 丸底チューブ用

28 x 1618 x 112

75005394

37

15 mL コニカルチューブ用

36 x 1517 x 121

75003704

38

15 mL 丸底チューブ（Sarstedt™）用

40 x 1517 x 105

75003794

39

15 mL 採血管用

16 x 15

15.5 x 131

75003681

40

10 mL 採血管（BD Vacutainer™）、
10 ／ 15 mL Corex™／Kimble™ チューブ用

56 x 10 ／ 15

17 x 113

75003680

41

5 ／ 7 mL 採血管用

76 x 5 ／ 7

13 x 110

7500382542

4.5 ／ 6 mL 採血管（Greiner™）用

64 x 4.5 ／ 6

13 x 110

75003793

43

3 ／ 5 mL RIA ／丸底チューブ（キャップ無し）用

76 x 3 ／ 5

11 x 110

75003700

44

1.5 ／ 2.0 mL マイクロチューブ用

136 x 1.5 ／ 2

11 x 45

生物学的封じ込め（バイオセーフティ）対応ローターは、
Public Health England（Porton Down）の認証済。

75003002 BIOFlex HS ローター
+75003656 ClickSeal リッド

16

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

17

ローターセレクションガイド

A. 1,000 mL

B. 500 mL

C. 500 mL コニカル

E. 250 mL コニカル

D. 250 mL

F. 175 mL コニカル

遠心容器

LYNX 4000 & LYNX 6000用

容量 (mL)

画像

製品番号

容器形状

直径×長さ
(mm)

材質

BIOFlex HC

BIOFlex HS

T13-6x50

F9-6x1000 LEX
F10-4x1000 LEX

F12-6x500 LEX1,000

A010-1491

平底

98 x 195

PPCO

-

-

-

●

-

1,000

-

75007300

平底

126 x 140

PP

75007301

-

-

-

-

500

B

010-1493

平底

70 x 170

PPCO

-

-

-

010-0145

●

500

-

3141-0500

平底

70 x 160

PPCO

75004253

-

-

-

-

500

C

-

コニカル

98 x 133

PP

75007302

-

-

-

-

400

-

75007585

平底

80 x 125

PP

-

●

-

-

-

250

D

010-1495

平底

62 x 140

PPCO

-

-

-

010-0150

010-0151250-

3141-0250

平底

62 x 133

PPCO

75007305

75004257-

010-0150

010-0151

250

E

376814

コニカル

60 x 142

PP

75005392

75004258-010-1096

010-1135

175

F

3144-0175

コニカル

62 x 140

PC

75007305
DS3126-0175

75004258-010-1132010-0152100

G

76009084

丸底

45 x 98

PP75007304
75007313

75007308

-

-

-

85

-

3118-0085

丸底

39 x 106

PC

-

-

-

010-1093

010-111450-

3139-0050

丸底

29 x 114

PPCO

75004252

75003799

●

-

-

50

H

339653コニカル

29 x 116

PP

75003674

75005393

75004264

010-0180010-110230I3139-0030

丸底

26 x 102

PPCO-

75003703-

010-1095

010-111516J

3139-0016

丸底

19 x 107

PPCO-

75003798-

010-1087

010-1105

15

K339652

コニカル

17.5 x 120

PP75007306

75005394

75007321

010-1079

010-1099

12M-

フランジ丸底16 x 100

PP

75003672

75003704

75003028

-

-

10

L

3139-0010

丸底

16 x 83

PPCO

75003697

75003681-

010-1307010-1308

7

P

-

丸底

13 x 100-

75003671

75003680

-

-

-

5

-

-

丸底

13 x 75-

75003709

75003680

-

-

-

2

-

-

マイクロチューブ

11 x 42PP

75007304
75003733--

010-1417

-

1.5

-

-

マイクロチューブ

11 x 42PP

75007304
75003733

75003700-

010-1417

-

1.5

-

314352H01

超高速マイクロ11 x 40PA--

75003029

-

-

1

-

03103

CAB チューブ

7 x 50

CAB

-

-

00408

-

-

N

-

マイクロプレート--

75007303

-

-

-

-

-

O

156499

T-75 培養フラスコ--

75007304
75008383

-

-

-

-

156367

T-25 培養フラスコ--

75007304
75008384

-

-

-

-

-

血液バッグ

-

-

75003829

-

-

-

-

~350

18

G. 100 mL--● : アダプター必要なしH. 50 mL コニカル

I. 30 mLJ. 16 mL K. 15 mL コニカル

L. 10 mL

M. 4 mL

N. マイクロプレート

O. 組織培養フラスコ

P. 採血管

ローターセットの対応アダプター Cat.No.

F14-6x250y

A23-6x100

F14-14x50cy

F20-12x50 LEX
F21-8x50y

A27-6x50
A27-8x50
A29-8x50

F23-48x1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

遠心機の最適なパフォーマンスのために

-

-

-

-

-

-

Thermo Scientiﬁc Nalgene および Nunc の多様

-

-

-

-

-

-

な製品は、1 L ボトル、15 mL や 50 mL コニカ

●

-

-

-

-

-

ルチューブからマイクロプレート、培養フラス

●

-

-

-

-

-

コまで、遠心機やローターシステムにシームレ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010-1119

●

-

-

-

-

-

75003102

-

●

●

-

75100136

75003103

●

-

-

-

010-1072-

010-1147

010-0167

75003027-

010-1074

76002906

010-0376

010-0382

75003026-

010-1410

75003095

010-1340

010-1123

75007321--

75003102
00402

-

-

75003028-

010-1309

75003012
75003024

010-1311

010-1306

75003024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76002905-

75003029

75003029

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

スで対応し、高度な品質とパフォーマンスを提
供します。

19

Sorvall LYNX 大容量高速冷却遠心機仕様

Sorvall LYNX 6000
固定角ローター
6 L（ 6 本× 1,000 mL）
9,000 rpm, 17,568 × g

最大容量

スイングバケットローター
4 L（ 4 本× 1,000 mL）
24 枚×マイクロプレート
40 本× 50 mL コニカル
96 本× 15 mL コニカル
5,500 rpm, 7,068 × g

Sorvall LYNX 4000
固定角ローター
4 L（ 4 本× 1,000 mL）
10,500 rpm, 20,584 × g

スイングバケットローター
4 L（ 4 本× 1,000 mL）
24 枚×マイクロプレート
40 本× 50 mL コニカル
96 本× 15 mL コニカル
5,500 rpm, 7,068 × g

最高回転数

29,000 rpm

24,000 rpm

最大遠心力100,605 × g（ T29-8 × 50 ローター）

68,905 × g（ A27-8 ×50 ローター）

ローターロックシステム

Auto-Lock

Auto-Lock

ローター検出システム

Auto-ID

Auto-ID

ドライブシステム

ハイトルク ブラシレス

ハイトルク ブラシレス

インバランス耐性

対角重量差 5% まで＊

対角重量差 5% まで＊

部分真空システム

Smart Vacuum―

HEPA フィルター

オプション

―

省エネルギーモード

Green Mode, Smart Vacuum

Green Mode

コントロール

タッチパネルインターフェース

タッチパネルインターフェース

加速／減速段階設定

加速 9 ／減速 10

加速 9 ／減速 10

スピード設定レンジ

500 〜 29,000 rpm

500 〜 24,000 rpm

スピードコントロール誤差± 25 rpm± 25 rpm

ランタイム

99 時間、連続運転

99 時間、連続運転

プレ冷却機能標準装備

標準装備

温度設定レンジ-20 〜 +40 ºC-10 〜 +40 ºC

温度コントロール誤差± 2 ºC± 2 ºC

積算力設定機能（ACE/ ω 2t） 標準装備

標準装備

連続フロー遠心

◎

―

その他機能

多言語表示、ローター計算機、オンボードトレーニング動画
ユーザーログメモリ、ユーザーロックアウト、
自動ドアオープン、スピードハンドル

多言語表示、ローター計算機、オンボードトレーニング動画
ユーザーログメモリ、ユーザーロックアウト、
自動ドアオープン、スピードハンドル

ボルトダウン不要
オプションで耐震強化用ボルトダウンアクセサリー取り付け可能

不要
オプションで耐震強化用ボルトダウンアクセサリー取り付け可能

外寸

W700 × D805 × H930 mm

W700 × D805 × H930 mm

デッキまでの高さ860 mm

860 mm

重量

293 kg

283 kg

発熱量

2.0 kW 以下

3.2 kW 以下

ノイズ

59 dBA 以下

59 dBA 以下

認証

cULus、CE マーク、IEC61010-2-020 2nd Ed、RoHS、WEEE

cULus、CE マーク、IEC61010-2-020 2nd Ed、RoHS、WEEE

ユニバーサル電源

200 〜 240 V、50／ 60 Hz、30 A、単相（三相対応可）

200 〜 240 V、50／ 60 Hz、30 A、単相（三相対応可）

保証（当社標準）ユニット 1 年間、ドライブシステム 3 年間、冷却システム 5 年間

ユニット 1 年間、ドライブシステム 3 年間、冷却システム 5 年間

＊ Fiberlite F9-6x1000 LEX ローターの対角誤差限度は 25 g まで ; BIOFlex HC ローターの対角誤差限度は 20 g まで

オーダーインフォメーション
製品番号75006590

製品名
Sorvall LYNX 6000 大容量高速冷却遠心機

75006580

Sorvall LYNX 4000 大容量高速冷却遠心機

75000011

HEPA フィルター Sorvall LYNX 6000 大容量高速冷却遠心機用

These products are intended for General Laboratory Use. It is the customer s responsibility to ensure that the performanceof the product is suitable for customers specific use or application. © 2019 Thermo Fisher Scientiﬁc Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientiﬁc and its subsidiaries unless otherwise speciﬁed. iOS is a registered trademark of Cisco. Android isa registered trademark of Google Inc. Corning and Corex are registered trademarks of Corning. BD Falcon and BD Vacutainer are registeredtrademarks of Becton, Dickinson and Company. Kimble is a registered trademark of Kimble Chase. Greiner and Vacuette are registeredtrademarks of Greiner. Sarstedt is a registered trademark of Sarstedt, Walter DBA. LET017-B1912ML© 2019 Thermo Fisher Scientiﬁc Inc. 無断複写・転載を禁じます。
研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、当社または各社の商標または登録商標です。
2019年12月現在の内容です。製品の仕様、外観、記載内容は予告なく変更させていただく場合がございます。
最新情報は当社Webページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermoﬁsher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
TEL：0120-753-670
info.LPG.jp@thermofisher.com
TEL：03-6832-9260 FAX：03-6832-9261
TEL：03-6832-9270 FAX：03-6832-9271

オーダーサポート
営 業 部

facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP