NO.CP-35-18

ータの1000デ 信機能、通記憶機能 装備
標準

携帯形 デジタル 放射温度計
データ収録ソフトで、解析・管理がべんりに（IR-AH用データ収録ソフト）

高精度、非接触で温度を測定する可動焦点形の携帯形デジタル放射温度計IR-AHシリーズ。
バッテリによる携行測定と、AC電源アダプタ使用による連続測定の両用タイプで、パソコン接続用の通信機能を標準装備しています。データ記憶機能（小径用は除く）を装備し、べんりなデータ収録ソフト（別売）も用意しました。
■ 測定データの記憶機能付、データ収録にべんり！
●低 温 用 放 射 温 度 計・IR-AHT（−5０〜１０００℃）● 中 高 温 用 放 射 温 度 計・I R - A H S（６００〜３０００℃）●高 温 用 放 射 温 度 計・IR-AHU（９００〜３０００℃）

ISO 14001認証
JQA-EM2414

ISO 9001認証
JQA-0656新機能を豊富に搭載！
低温用、中高温用、高温用の3機種を揃えました。
アナログ出力ジャック
パソコン通信用ジャック
直流電源ジャック

照準マーク

内部表示
電源スイッチ
メモリキー
モード切換キー
シフトキー
設定変更キー
登録キー

測定スイッチ■ 一般仕様

低温用、中高温用、高温用の3機種があり、データ記憶機
能（最大1000データ）、ユーザ校正機能が標準装備です。
また、搭載の通信機能（RS-232C）と、別売のデータ収録ソフト（IR-VXH2□）の組み合わせでデータ解析・管理が簡単に行えます。
■特 長●可動焦点で明るくシャープな光学系。
●測定した温度は、ファインダ内部と外部測定表示部に表示。
●データ記憶機能として最大1000データの格納機能を標準装備。
●IR-AHTは−50〜1000℃、
IR-AHSは600〜3000℃、
IR-AHUは900〜3000℃と測定範囲はワイドレンジ。
●アナログ出力（0〜1V DC）もオプションにて用意。
●トレーサビリティ証明書を発行可能。
（オプション）■ 機種・価格
機種形（消費税別途）式 測 定 範 囲 測定波長 価格

低 温 用

IR-AHT0 −50〜1000℃ 8〜13μm 280,000円

中高温用

IR-AHS0 600〜3000℃

0.96μm220,000円

高 温 用

IR-AHU0 900〜3000℃

0.65μm300,000円■形 式

IR-AH□□
測定温度範囲

Ｔ：低温用
Ｓ：中高温用
Ｕ：高温用
アナログ出力 ０：なし
（オプション）２：付き（ 0〜1V DC ）機種形式
測 定 方 式検 出 素 子測 定 波 長測定温度範囲

中高温用
高温用
低温用
IR-AHU
IR-AHS
IR-AHT
広帯域放射温度計 狭帯域放射温度計
Si
サーモパイル
0.65μm0.96μm
8〜13μm900〜3000℃
600〜3000℃−50〜1000℃
200℃未満：精 度 定 格1500℃未満：測定値の±0.5%±1digit（ただし、ε＝1.0、 ±2℃±1digit
1500℃以上2000℃未満：測定値の±1%±1digit
基準動作条件：
200℃以上：23℃±5℃、2000℃以上：測定値の±2%±1digit
35〜75%RH）
測定値の±1%±1digit
再 現 性 1℃±1digit
300℃未満0.15℃/℃
300℃以上700℃未満
温 度ドリフト 測定値の0.05％/℃ 測定値の0.015%／℃
700℃以上測定値の0.025％/℃（50℃以上） 1℃
分 解 能 1℃
0.5秒
応 答 時 間 1秒
ε=1.00〜0.10（0.01ステップ）
放射率補正
リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ
1秒ステップ）、
ピークホールド、
信 号 変 調 変調度可変（0〜99秒、ヴァレイホールド、
測定スイッチOFF後ホールド
ファインダ内部および外部表示
表 示 方 式 LCDデジタル4桁、最大1000デー
タ
データ記憶機能
ユーザ校正機能 ゼロ・スパン校正
通 信 機 能 RS-232C（データ収録ソフトIR-VXH2□別売）
光 学 系 カセグレン可動焦点方式 レンズ可動焦点方式
距 離 係 数250
100
（測定距離L／測定径D） 40
L=700mm〜∞
L=500mm〜∞
測 定 距 離mm）mm） D=L/100（φ、mm） D=L/250（φ、測 定 径 D=L/40（φ、視 定 方 法 直視ファインダ
φ30mm
レン ズ 口 径 φ40mm℃/°
F切換、バッテリチェック、上下限警報
その他の機能 オートパワーオフ、連続測定、0〜50℃
使用温度範囲電源 単3乾電池4本（連続使用にて約20時間）
ケース材質・色 ABS複合樹脂／グレー
約700g（本体のみ）
外形寸法・質量 W135×H60×D175mm、三脚取付アダプタ、収納ケース付 属 品 単3乾電池4本、測定データの解析・管理に！
データ収録ソフト IR-VXH2□（IR-AHT、IR-AHS、IR-AHU用）
リアルタイムトレンドモードと、メモリ測定機能を利用した多点監視モード、1点ヒストリカルトレンドモードの3つの処理形態が用意されており、グラフ表示・レポート作成・印刷・保存が容易に行えます。
また、市販の表計算ソフトへのデータ転送機能もついています。

リアルタイムトレンド

ヒストリカルトレンド

多点監視データ

アラームサマリ■形 式

IR-VXH2□
対象機種 H2：IR-AHT、
IR-AHS、
IR-AHU
言語判別 Ｊ：日本語版
Ｅ：英語版

■価 格

28,000円（消費税別途加算）■ 一般仕様・内容
動作環境●

パソコンOS Windows98（＊）
またはWindows95（＊） （インストール用ハードディスク容量は、約10MB必要です）

一 提供媒体般 読み込み仕 機能
様グラフィック表示●

CD-R（D-SUB 9Pinメスコネクタ付 RS-232Cケーブル2m付）●

IR-AHT、
IR-AHS、
IR-AHUからのRS-232C 送信データの読み込み●

パソコンディスプレイへの表示●

640×480ドット（初期）測定モード●リアルタイムトレンドモード●●

データ保存、再生●

プリンタ出力1024×768ドット（パソコンによるリサイズ）●

多点監視モード（30点） ● 1点トレンドモード（1000データ）

リアルタイムトレンド
リアルタイムトレンドグラフ（リアルタイムトレンド収集モード時）
アラームサマリ● 測定周期：0.5〜10秒● チャー
ト速度：10秒、1分、5分、10分、1時間、2時間／
画面（6段切換）● スクロール機能：測定停止後または保存データ再生
時に、チャート時間軸のスクロールが可能● 温度レンジ：オートレンジ／固定レンジの切換が可能● 上下限警報● アラームサマリ（データ収集停止時）

多点監視モード（30点）

1点トレンドモード（1000データ）

30点までの監視データの読み出し●レポート作成（表・グラフ）● 測定場所別に「箇所名入力」「上・下限警報設定」可能●表・グラフは「5点毎にグルーピング」

1000データまでの連続デー
タの読み出し● グラフ表示● 全データ表示● 部分データ表示
100点／10点切換● 最大、最小、平均演算付きメモリデータの読み出し

●

データロ
ギ
データ収集とン
グラフ表示
グ形
態

●

保存形態

●

●

保 Excelへの転送
機能（＊）
存・
保存データ数出力●

リアルタイムトレンドの日付、時間、温度の全データ
アラームサマリ● 最大1000データ（最大メモリ容量 600KB）● アラームサマリ100データ（最新データに更新）●

プリンタ出力トレンドグラフ再生用ファイル●●

30点データベースの保存30点までの監視データベー
ステーブル●30点までのデータベース

●

●

●

●

表形式レポート
グラフ形式レポート

リアルタイムトレンドグラフ
アラームサマリレポート（＊）：パソコンにインストールされている場合のみ。

●●

1000データまでの連続データ

ヒストリカルトレンドグラフ

●

■構 成

■ 外形寸法
AC電源アダプタ
IR-VHRA

データ収集ソフト
IR-VXH2

接写レンズ
IR-VHD

135

CD-R

RS-232C用接続コード
IR-VHC

RS-232C

パーソナル
コンピュータ

アナログ出力（オプション）

三脚取付
アダプタ

17560
単位：mm

アナログ出力接続コード

三脚 IR-ZBMT

受信計器

簡易形雲台 IR-VMS■ オプション・アクセサリ（別売）（消費税別途加算）

品 名

形 式
オプションアクセサリ

仕 様

価 格0〜1V DC 接続コード2m付40,000円

IR-AH□2

アナログ出力IR-VHR

AC電源アダプタ

4,200円IR-ZBMT

三脚13,800円

IR-VMS

簡易形雲台26,000円

IR-VHC3

RS-232C用接続コード D-SUB 9Pin←→3Pジャック、2m4,700円■ 接写レンズ 測定距離 0.5m以下で測定する場合にご利用下さい。

（消費税別途加算）

形 式

測定距離

最小測定径

対象機種

IR-VHD13100〜130mm

φ1.0〜1.3mm

IR-AHS

IR-VHD18

130〜180mm

φ1.3〜1.8mm

IR-AHS

IR-VHD29180〜290mm

φ1.8〜2.9mm

IR-AHS

φ0.7〜1.2mmIR-AHU

IR-VHD54

250〜540mm

φ2.5〜5.4mm

IR-AHS

φ1.0〜2.2mm

IR-AHU

価 格21,900円

注）低温用IR-AHTには接写レンズを付けられません。

※Windowsは米国 Microsoft社の登録商標です。
※本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

●記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承ください。●このカタログの記載内容は2003年1月現在のものです。

北部支店 〒330-0802 埼玉県さいたま市宮町2-81（日本生命大宮アネックス）
1048（643）4641（代） FAX048（643）3687
大宮 1048（643）4641 新潟 1025（243）2191
札幌 1011（757）9141 前橋 1027（221）6611
仙台 1022（227）0581 水戸 1029（224）9151
本 社 ・ 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
研 究 所 103（3956）2111（大代） FAX03（3956）0459

東日本販売事業部
東京支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
103（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 103（3956）2401 千葉 1043（224）8371
立川 1042（521）3081 川崎 1044（200）9300
土浦 10298（24）6931 厚木 1046（295）9100

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1（名古屋国際センタービル）
1052（581）7595（代） FAX052（561）2683
名 古 屋 1052（581）7595 富山 1076（441）2096
静岡 1054（255）6136（販売店）

西日本販売事業部
大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101（大同生命江坂ビル）
106（6385）7031（代） FAX06（6386）7202
島 1082（261）4231
大阪 106（6385）7031 広岡 1092（481）1951
大津 1077（526）2781 福岡
山 1086（223）2651 北 九 州 1093（531）2081
高松 1087（822）5531

G 95
Cat.No. CP-35-18 Jan. '03-03 Printed in Japan ◯