Product Information

PIE79005X

E79005X は、回転機構に液体金属潤滑軸受（ＬＭ－軸受）を用い、陽極にタングステンとモリブデン合金でできた全金属大容量ターゲットを採用した、コンパ
クトで超高冷却性能のＣＴスキャナ用Ｘ線管です。
陽極熱容量は 1420 kJ (2000 kHU) で最大陽極冷却率は 4 kW です。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） .............................. クラス ⅠME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ........................................................................ 135 kV
公称焦点値：
大焦点 .......................................................................... 1.7 × 1.7
小焦点 .......................................................................... 1.1 × 1.3
公称陽極入力（4s）：
大焦点 ............................................................................... 36 kW
小焦点 ............................................................................... 24 kW
公称ＣＴ陽極入力：
大焦点 ............................................................................... 36 kW
小焦点 ................................................................................ 24 kW
公称ＣＴスキャン入力：
大焦点 ............................................................................... 27 kW
小焦点 ............................................................................... 21 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権
その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E79005X

駆動特性：
ステータ：ＸＳ－ＡＱ
三相スタータ駆動条件(管球側で計った値)(代表例)
起動時
駆動周波数
[Hz]
50
電力
[W]
820
電圧
[V]
152
電流
[A]
6.6
加速電圧印加時間
[s]
2.7
コイル抵抗
[Ω]
10
(陽極はＸ線出力の有無にかかわらず連続回転である｡)

レディ信号
ON している時
50570
1345.5－10

レディ信号
OFF している時
50380
110
4.3－
10

陽極回転数 .................................................................... 2700 min-1 以上
ステータ：
分類 .................................................................................. 三相
線間抵抗 ............................................................................. 10 Ω
絶縁抵抗 .......................................................................... 2 MΩ 以上(DC500V にて測定)
熱交換器入力電力 ........................................................................ 360W
熱交換器入力電圧 ................................................................ 単相 AC 200 V
熱交換器電源周波数 ................................................................... 50/60Hz
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠外囲器電流（135kV/100mA） ........................................................... 約 10 mA
外囲器電圧（135kV/100mA） .............................................................. 0 kV
機械的定格：
外形寸法 .......................................................................... 外形図参照
全 長 ................................................................................ 493 mm
最大部直径 ............................................................................ 213 mm
ターゲット：
角 度 .................................................................................. 7 °
直 径 .............................................................................. 132 mm
材 質 .................................................................... タングステン合金
固有ろ過 ...................................... アルミニウム当量 1.1 mm / 75 kV IEC60522:1999
Ｘ線遮蔽：
Ｘ線漏洩 ................................................................... 0.87 mGy/h 以下
漏洩線量測定条件 ............................................................. 135 kV, 22 mA
Ｘ線照射範囲：管軸方向：
陽極側 .............................................................................. 3.3 °陰極側 ............................................................................... 21 °
管軸に直角な方向 ..................................................................... ±27 °質 量：
管装置本体 ................................................................... 38.2±0.25 kg
熱交換器 ..................................................................... 16.4±0.25 kg
冷却方式 ........................................................................ 熱交換器方式
高電圧端子 ..................................................... IEC60526 形 Corrigendum 1:2010
使用位置 ................................................................. 管軸水平に対し±30 °
輸送時の位置 ................................................................ アノードが上向き
架台回転時の遠心加速度 ................................................... 6.3 × 9.8 m/s2 以下- 2 -E79005X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：（設定時） ............................................................ 135 kV
陽極（または陰極）アース間 ........................................................... 67.5 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 80 kV
最大使用管電流：大焦点 .............................................................................. 300 mA
小焦点 .............................................................................. 220 mA最大フィラメント電流（25kHz 以下）:
大焦点 ............................................................................... 5.2 A
小焦点 ............................................................................... 5.2 A
フィラメント電圧（25kHz 以下）：
大焦点（5.2 A） .............................................................. 9.7 ～ 13.2 V
小焦点（5.2 A） ............................................................. 10.1 ～ 13.8 V
連続陽極入力 ............................................................. 2.0 kW (2.82 kHU/s)
熱特性：
最大陽極熱容量 .......................................................... 1420 kJ (2000 kHU)
陽極冷却率 ............................................................... 4 kW (5.64 kHU/s)
管装置熱容量 ............................................................ 3750 kJ (5280 kHU)
公称連続入力：
冷却装置込み，環境温度 25℃ ................................................... 最高 3.2 kW
冷却装置込み，環境温度 40℃ ................................................... 最高 2.4 kW
油温度 ........................................................................... 80 ℃
短時間最大入力：
ＯＬＰがどのような状態にあっても絶対に超えてはならない値。
曝射時間［sec］
41020304060
100

尖頭入力［ｋＷ］
小焦点
24.0
20.9
18.0
16.1
14.9
12.7
9.4

- 3 -

大焦点
36.0
25.6
22.0
18.6
16.0
12.7
9.4

E79005X

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 18 ～ 45 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 80 ％(結露ない事)
気圧 ......................................................................... 70 ～ 106 kPa
高度 ........................................................................... 2000 m 以下
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度 .............................................................. -20 ～ 75 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................... 20 ～ 90 ％(結露ない事)
気圧 ......................................................................... 50 ～ 106 kPa- 4 -E79005X

陽極加熱・冷却曲線（ＯＬＰカーブ）

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [％]1004kW802kW60
冷却4020加熱0036912151821242730冷却（または負荷）時間 [min]注 (１) この熱特性に基づいた熱の授受の計算をして，その時の陽極の熱量が求められ，次に曝射出来るＸ線負荷条件が決まります。具体的条件設定に際しては，弊社にお問い合わせください。
(２) 曝射条件をＯＬＰ（曝射制限プログラム）を使用して制限してください。
ＯＬＰカーブが組み込まれていない装置では使用しないでください。
やむを得ず使用する場合には，使用条件を弊社にお問い合わせください。
(３) ＯＬＰの作成に際しては弊社に条件を必ず確認願います。

- 5 -E79005X

Ｘ線管装置加熱・冷却曲線
3750

2.4kW

X線管装置に残留する熱量 [kJ]

3500

2kW
3000
2500
加熱

2000
1500
1000

冷却
500
0020406080100時 間 [min]

- 6 -

120

140160180

E79005X

管電流特性（代表例）
大焦点
Ｅｐ：管電圧300
Ep=120kV
250

Ep=135kV

管 電 流 [mA]200
Ep=100kV
150

Ep=80kV

1005004.04.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

フィラメント電流 [A]小焦点
Ｅｐ：管電圧220200180

Ep=120kV

管 電 流 [mA]

160
140

Ep=135kV

Ep=100kV

120100

Ep=80kV

8060
40
200
4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

フィラメント電流 [A]- 7 -5.05.2

E79005X

フィラメント特性（代表例）
ＳＦ：小焦点ＬＦ：大焦点
1312LF

フィラメント電圧 [V]

11SF
1098
76
5

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

フィラメント電流 [A]- 8 -4.64.85.05.2

E79005X

Ｘ線管装置本体外形図

7°- 9 -

中心放射線かつ基準軸単位：ｍｍ

E79005X

架台への固定の為のねじ穴位置
単位：ｍｍ- 10 -

E79005X

Ｘ線管装置本体結線図

温度リレー(80±3℃)

(常時閉）

ケーブルＢ

8白ケーブルＡ

コネクタ(AMP#206708-1)
コネクタ(AMP#206705-1)

１2347白黒橙緑/黄白22331145567899N/A

N/A

ME

Ｘ線管装置本体

UVW

E

Ｕ ：ステータコイルＵ相Ｖ ：ステータコイルＶ相Ｗ ：ステータコイルＷ相
Ｅ ：管容器アース
ＭＥ：メタルアース- 11 -9黒E79005X

冷却装置外形図
単位：ｍｍA'AIR FLOW

19140

G遠心A

ケーブルＣ

A-A' 視野図
2000
9015590444

145

4104(4-M10)

G架台回転方向305

塗装 : メラミン白 (マンセル N9.5)- 12 -

E79005X

冷却装置結線図

ケーブル C

ケーブル C

断線リレーＳＷ- 13 -

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E79005X 2018-11(1)