フロム 総合カタログ
2022.VER. 9.1

流体制御 機器・部品

ポンプ
切換バルブ
脱気装置
オートサンプラー
液量検出装置
反応槽
組込型製品
配管部品

ご挨拶

MESSAGE TO OUR CUSTOMERS

弊社は、1990年(平成2年）10⽉に流体制御（おもにHPLC⽤）関連の部品を開発、製造することを⽬的として創⽴されました。したがって、当初より分析機器⼤⼿メーカーへの⾼圧バルブなどのOEM供給を中⼼に製造販売を開始しました。
翌年、超⼩型⾼性能脱気装置「GASTORR」を発表、OEM供給、
⼀般販売および海外への輸出を開始しました。
1992年(平成4年)、超⼩型無脈流⾃⼰学習型ポンプの開発に成功しました。このポンプは従来にない画期的なアイディアを搭載した製品として⼀躍脚光を浴び、多くのお客様に採⽤していただきました。
以来、数多くの新製品を市場に送り出して参りましたが、弊社はあくま
でも部品メーカーであることに徹し、⾼性能、⾼品質な製品の開発、製造を続けることを使命と考えています。
現在輸出先としては、⽶国、欧州、豪州、アジア諸地域を中⼼に積極的に展開しており、世界最⼤の展⽰会「PITTCON」をはじめ各地の展⽰会へ出品し、海外のメーカー、ディーラーへ毎年新開発製品のアプローチをおこなっております。
これからの分析業界は、さらなる⾼速、⾼精度分析が求められるだけ
でなく、環境への影響や資源の再利⽤を考慮された製品が求められることでしょう。弊社はこれからも、より⾼性能、⼩型、軽量、低価格化を⽬指すだけでなく、新たな環境基準やリサイクル法にも対応した製品を提供することを⽬標とし、分析業界の成⻑および社会の発展に貢献できる新製品の開発に努めて参ります。

Our company founded in October 1990 with afounding theme as “Development of equipment
and parts to control fluid”. From the very
beginning, we have focused on the
manufacturing and sales of instrument parts ashigh pressure valve, and concentrated out efforts
on OEM supply to leading manufactured in theanalytical instrument industry.
In the following year，we developed anultra-miniature high performance degassing
equipment，"GASTORR", and commenced
general market sales as well as export to Europe
and North America.
In 1992，ultra-miniature intelligent pump，
developed with new unique technology，drew
attention from OEM customers and quickly
became one of our most popular OEM products.
Since then, we have introduced numerous
products to the market，all of which are strictly “parts” and not complete "systems". We identify
ourselves as “a developer and manufacturer ofparts” and we firmly believe that our mission is
to introduce unique parts - not complete
systems- to the market. This policy has enabled
us to maintain favorable relations with our OEM
partners and ultimately has allowed FLOM toestablish its position as a leading OEM company
for analytical instruments.
At present，we are expanding our export
operations to United States, Europe and Asia. We
participate in trade shows in various regions
including the world largest "PITTCON". We willcontinue to aim at the growth and developmentof our company to be a good partner for
manufactures and dealers, by making efforts inpursuit of higher performance, further
miniaturization, lighter weight and lower price.
We are confident that our HPLC parts will
enhance your instrument performance while
meeting your budget requirement. We cordiallyinvite you all to try to products.

株式会社フロム

FLOM corp.

PUMP UNIT

PUMP UNIT
1．
プランジャーポンプ

プランジャーポンプ選択の目安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
スイッチングデリバリーポンプDP-11について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
スイッチングデリバリーポンプ Switching Delivery Pump DP-11・・・・・・・・・・・・P3
バルブ切換マイクロ送液ポンプ Intelligent Micro Pump MP-22 ・・・・・・・・・・
・・P5
ローラーポンプ Roller Pump WP-21・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

VALVE UNITVALVE UNIT

マイクロポンプ MP-22について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

プランジャーポンプの構造と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
リニア駆動脈流制御送液ポンプ Intelligent Pump UI-22 series・・・・・・・・・・・・・P7
デュアルプランジャーポンプ Dual Pump KP series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
シングルプランジャーポンプ PCS Pump SP series ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・P9
ポンプ用アクセサリー類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
2．バルブ

バルブ選択の目安・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

DEGASSING UNIT

DEGASSING UNIT

【MP-22 / UI-22シリーズ用】自動圧力調整装置 Auto BPR BP-11 series ・
・・・
・・P7

バルブ切換パターン例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12
手動サンプルインジェクター Manual Sample Injector VI series・・・・・・・・・・・・・P14
超高圧用手動マイクロインジェクター UHPLC Micro Injector MI-11 ・・・・・・・・・P14
・・P15
手動切換バルブ Manual Valve ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小型手動切換バルブ Compact Manual Valve・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
3．脱気装置

溶媒脱気装置 Gastorr AG series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16
溶媒脱気装置 Gastorr FG-42・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
分取用溶媒脱気装置 Gastorr PG series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P17
・・・・・P18
分析用オートサンプラー Autosampler AS-21 series ・・・・・・・・・・・・・・・・・
分析用オートサンプラー Autosampler AS-22 series ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・P19【AS-22専用】クーラーユニット Cooler Unit CU-12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19

5．液量検出装置

RESERVOIR SENSOR

RESERVOIR SENSOR

溶媒脱気装置 Gastorr BG series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16

4．オートサンプラー

AUTOSAMPLER

AUTOSAMPLER

自動切換バルブ Valve Unit VA-21 series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13

液量検出装置 Sonic Reservoir Sensor SR-13 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P20
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21
反応槽 Reactor RTシリーズ ・・・・・・・・・・・・・【組込型】スイッチングデリバリーポンプ Switching Delivery Pump DP-11・・・P22【組込型】リニア駆動脈流制御送液ポンプ Intelligent Pump UI-22 series・・・・・P23

REACTOR

REACTOR

6．反応槽
7.組込型製品【組込型】溶媒脱気装置 Gastorr AG / BG series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・P23【組込型】自動切換バルブ Auto Valve VA-21A series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24
・・・・・・・・・・P25【組込型】高速自動切換バルブ Auto Valve VF-02 series・・・・・・・・・
8．配管部品SUSフィッティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P27
SUSユニオン , ジョイント , チューブ ・・・・・・・・・・・・・
PEEKフィッティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・P28

OEM UNITOEM UNIT【組込型】エアー駆動バルブ Air Valve 415 series・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P25

その他の樹脂フィッティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P29

注意：本カタログに掲載している製品の外観および仕様は都合により予告なしに変更することがあります。
製品の改善により、カタログおよび取扱説明書の写真やイラストが一部製品と異なることがあります。
カタログに掲載している製品以外の特注製品につきましては、別途ご相談ください。

OTHERS

OTHERS

FITTING, JOINT, TUBE

FITTING, JOINT, TUBE

材質の表記・特徴について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36

樹脂ユニオン , ジョイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・P31
・・P32
ETFEフィッティング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
PEEK , PTFE , ETFE , PFAチューブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・P33
9．
その他部品類フィルター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P34
溶媒ボトル , チューブカッター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P35

PUMP UNIT

１．
プランジャーポンプ

プランジャーポンプ選択の目安
フロムでは、送液機構や流量設定範囲の異なるさまざまな機種のプランジャーポンプをラインアップしています。
また、ポンプヘッドの材質としても、SUS、PEEK、PCTFEを取り揃えていますので、用途や目的に合わせて選択していただけます。

ポンプ選択の目安１（脈流性能と設定流量範囲）
脈流性能
MPシリーズ（バルブ切換リニア駆動ポンプ）
MP-22-110

超低脈
流

UIシリーズ（リニア駆動ポンプ）
UI-22-110
UI-22-410

KPシリーズ（デュアルプランジャーポンプ）
KP-22-01、KP-21-01
KP-22-13、KP-21-13
KP-22-33、KP-21-33

SPシリーズ（シングルプランジャーポンプ）
SP-22-02、SP-21-02
SP-22-12、SP-21-12
SP-22-13、SP-21-13
SP-22-32、SP-21-32
SP-22-33、SP-22-33

0.001

0.01

0.1

1

5

10

50

100

設定流量範囲mL/min

ポンプ選択の目安2（ポンプヘッド材質）

ポンプヘッド材質

PCTFE

PEEK

SUS

最大耐圧

2MPa

5〜20MPa*¹

5〜35MPa*¹

送液に不適な溶媒・テトラヒドロフラン
・高温下でのハロゲン化溶媒・テトラヒドロフラン
・ハロゲン化溶媒・強酸*¹：機種によって異なります。
1・強酸・一部の無機塩

PUMP UNIT

スイッチングデリバリーポンプ DP-11について
フロムが新しい発想でつくった多目的ポンプです。
1 台のポンプで、最大５流路への分配送液や連続送液ができるスマートな送液装置です。

このポンプだから実現できる送液DP-11なら、液体を目的箇所へ確実に分配できます。

送液量

流量

流路

mL

mL / min

吸引先
吐出先

操作は簡単！
フロントパネルのメニュー選択で送液を開始します。
通信制御では、ピストンの細かい動きまで
コントロールできます。
1つのポートから吸引し、選択したポートへ送液します。
（選択したポートから１つのポートへ送液することも可能です。
）●DP-11 4つのメリット
精度 : ±1.0 % or ± 0.01mL
再現性 : ± 0.1% RSD or 0.001mL SD
高精度送液

耐薬品性

(計量モード)強酸等 、幅広い液体の送液に向いています !

計量/連続送液共に、高精度な送液をご提供します。

トラブル
低減

接液材質に
セラミックとフッ素系樹脂 (PCTFE) を採用 !

チェックバルブ (逆止弁) がありません !

実績のあるリニア駆動メカを採用 !

耐久性

粘性がある液体でも、送液トラブルを回避します。

機械的な負荷が小さく、メンテナンス頻度を軽減します。

●DP-11の詳しい説明は、動画にてご視聴ください。

動画はこちら↑2

NE
W「複数台のポンプ」「ポンプとバルブを併用する用途」を1台にまとめられる高精度送液装置
特長□ チェックバルブレス設計□ 複数流路への送液が可能□ 高い耐薬品性□ 高精度な流量精度□ 優れた耐久性□ 外部制御（RS232C通信）による自在な操作性

Switching Delivery Pump
DP-11
製品名
型式
送液方式
送液モード
ポート数

計量値設定範囲

流量設定範囲トータル
ワンショット

常用吐出圧力範囲
1 ストローク容量
計量モード
定流量モード

精度
再現性
精度
再現性

特殊機能
ネジ規格
接続チューブ径
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格 ( 税抜 )スイッチングデリバリーポンプ
DP-11
同軸回転制御ピストン往復動方式
計量送液 , 定流量送液 ,ワンショット送液 ※通信制御時
6 ポート
0.001 〜 9.999 mL
0.01 〜 99.99 mL
0.1 〜 999.9 mL
1 〜 9999 mL
上記設定範囲のいずれか
0.001 〜 9999.999mL ※通信制御時
0.1 〜 10.0 mL/min (8mm ストローク時 )0.1 〜 6.0 mL/min (4mm ストローク時 )0.1 〜 25.0 mL/min ※通信制御時
0.5 MPa 以下
300 μL (8mm ストローク時 )± 1.0 % or ± 0.01 mL のいずれか大きい値以下 *¹
0.1 % RSD or 0.001 mL SD のいずれか大きい値以下 *¹± 2.0 % 以下 ただし 1 mL/min 以上において *²
0.1 % RSD or 0.005 minutes SD のいずれか大きい値以下 *²
ピストンストローク可変 (8mm / 4mm)
ピストンクイック動作 ( 吸引 / 吐出 )送液量補正
1/4-28 UNF
1/8” , 3.0 mm , 2.0 mm , 1/16”
セラミック , PCTFE , PTFE , FFKM
計量送液 : 計量スタート入力 , 計量エンド出力
定流量送液 : 定流量送液スタート入力 , エラー出力
上記の組合せのいずれか
RS232C , RS485 (FLOM 製品間通信 )
144 (H) × 79 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く
約 2.4 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SSD-F022￥275,000*1: 純水 : 送液圧力 ≒ 0.0MPa*2: メタノール : 送液圧力 ≒ 0.0MPa

DP-11用オプション部品
型式

品名

備考

価格 (税抜)9823D

1/8フラットシールフィッティングD (10個入)

外径3.0 mm , 1/8”チューブ用￥8,8009707

1/8・M6フラットシールフェラル (10個入)

外径1/8”チューブ用￥4,4009704

φ3・M6フラットシールフェラル (10個入)

外径3.0 mm チューブ用￥4,4009773

1/16HEXフラットシールフィッティング (10個入)

外径1/16”チューブ用￥5,5009706

1/16・M6フラットシールフェラル (10個入)

外径1/16”チューブ用￥4,4008810

サクションフィルター

外径3.0 mm , 1/8”チューブ用￥5,0008811

サクションフィルター

外径1/16”チューブ用￥5,0002710

1/4 シールプラグ (4個入)DP-11専用ストップ栓￥4,400

3

9823D

9707

9773

8810

9704

9706

8811

2710

PUMP UNIT

スイッチングデリバリーポンプ
Switching Delivery Pump DP-11

マイクロポンプ MP-22についてチェックバルブ（逆止弁）の代わりに、切換バルブを搭載したリニア駆動ポンプです。
微少の流量域でも安定した送液ができます。
ボタン一つで予備送液を完了するオートプライム機能を備えております。

●MP-22の構造

本送液ライン

圧力センサー

吐出側 切換バルブ
予備送液ライン

吸引側 切換バルブ
ポンプヘッド

液体の流れ

微量送液に要求される確実なプランジャー動作を切換バルブを使うことで、精密にコントロールします。

●MP-22 4つの特長

低脈流
連続送液

簡単な
送液準備

切換バルブ+リニア駆動ポンプ
フロム独自の設計コンセプトにより、脈流を極限まで小さくコントロールします。

トラブル
低減

チェックバルブ（逆止弁）がありません！
低流量域でも安定した送液を確実に行います。

オートプライム機能

最大耐圧 35MPa

PRIMEボタンを押すだけでエア抜き等の予備送液を自動的に行います。

高耐圧

プランジャーポンプの最大の特長である高圧での連続送液が可能です。

● MP-22 連続送液時の脈流測定データ
・設定流量：50 μL/min,

吐出圧：1.4 MPa,

溶媒：メタノール

吐出圧：2.6 MPa,

溶媒：メタノール

MPa
2.00

1.00
60 sec

・設定流量：100 μL/min,

・設定流量：250 μL/min,

MPa
3.00

MPa
7.00

2.00

6.00
60 sec60 sec4

吐出圧：6.3 MPa,

溶媒：メタノール

フロム独自の設計コンセプト「切換バルブ + リニア駆動ポンプ」
特長
□
□
□
□
□
□

無脈流により近い低脈流送液が可能
気泡混入によるトラブルを大幅に低減
送液準備の簡易化
圧力上限、下限リミッター装備
場所を取らないコンパクト設計
通信制御に対応Intelligent Micro Pump
MP-22-110S
製品名
型式
ヘッド材質
最大吐出圧力*¹
設定流量範囲*²
1ヘッド吐出量
プランジャーストローク
流量再現性*³
流量精度*⁴
特殊機能
圧力表示正確度
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

インテリジェントマイクロ送液ポンプ
MP-22-110S
SUS
35 MPa0.1 〜 999.9 μL/min
80 μL
10 mm
< 0.3 %
± 2 % or 0.2 μL/min のいずれか大きい値以下
自己学習機能 , 圧力上限 / 下限リミッター± 0.2 MPa
サファイア , PFA , FFKM , UHMW-PE , PEEK , SUS
入力 : PUMP ON / OFF , 出力 : エラー , 圧力モニター
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
150 (H) × 160 (W) × 280 (D) mm , 突起部を除く
約 6.7 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 200 VA
SMP-P505￥946,000*1: 最大吐出圧力は瞬間最大圧力であり,最大流量時の常用最大吐出圧力を意味するものではありません。
*2: 最大流量設定による長時間送液は行えません。
*3: メタノール送液時,設定流量10〜500μL/min , 吐出圧力 1 ~ 20 MPa*4: 弊社指定条件下でのテストデータです。

ローラーポンプ
Roller Pump WP-21
プランジャーポンプの洗浄用途や簡易送液に最適
特長□ 使用溶媒に合わせてチューブの選択が可能□ チューブカセットの取付位置を4方向へ変更可能□ 場所を取らないコンパクト設計

製品名
型式
流量範囲
流量切換
特殊機能
流量精度
吐出圧力
吸引圧力
使用液体温度範囲
回転方向
外部入出力信号
チューブ材質
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

Roller Pump
WP-21

ローラーポンプ
WP-21
4段階可変 (約 0.5・1.0・2.0・3.0 mL/min)
フロントスイッチによる4段階 (ロータリー式)
フロントスイッチ長押しによるパージ送液 (約5 mL/min)± 5 % (PharMed®BPT*¹新品時)
90 kpa以下 (PharMed®BPT*¹)-90 kpa以下 (PharMed®BPT*¹)
5 〜 50 ℃
向かって時計回り
入力 : 導通 OFF , 開放 ON
出力 : オープンコレクターによるエラー出力
PharMed®BPT*¹ / FLURAN F-5500-A / トランスマスター TM-15
65 (H) × 46 (W) × 110 (D) mm , 突起部を除く
約 0.5 kg
DC 24 V , MAX 15 W (ACアダプター付属)
SWP-F021￥77,000*1:「PharMed®BPT」はサンゴバン株式会社の登録商標です。
※標準の仕様では「PharMed®BPT 」チューブを使用しております。
「Fulan F-5500-A」および「トランスマスターTM-15」
をご希望の際は、お問い合わせください。

PharMed®BPT（標準）※電源スイッチをONにすることで自動的に送液が開始されます。

5

FLURAN F-5500-A トランスマスター TM-15
（別売①）
（別売②）

PUMP UNIT

バルブ切換マイクロ送液ポンプ
Intelligent Micro Pump MP-22

PUMP UNIT

プランジャーポンプの構造と特徴
フロム製プランジャーポンプには、
リニア駆動とカム駆動の２つのタイプがあります。

リニア駆動式(UIシリーズで使用)

カム駆動式( KP, SPシリーズで使用)

吸引時

プランジャー

プランジャー スプリング
ポンプヘッドモーター

ポンプヘッドカム(モーターでカムを回転させている）

吐出時

リニア駆動とは、
プランジャーがモーター軸と同軸上で動作する方式です。
上図ではプランジャーは左右に動きます。

モーターの円運動を直線運動に変えるためにカムを使っています。
カムでプランジャーを押す力を作り、スプリングでプランジャーを戻す力を作ります。

左右のポンプヘッドをそれぞれ独立して制御

1つのモーターで2本のプランジャーを動作させることが可能であるが、カムの回転運動によってプランジャーの
上下方向へのブレが生じやすい（→ストローク長の制限）

カム駆動式と比較してプランジャーストローク長が約2.5倍になるため、強力な吸引/吐出を実現●エア混入評価

0.2 MPa

0.2
0
2 MPa
MP

10 sec10 sec15µLのエアを混入しても15μLのエアを混入しても、全く影響を受けません。
全く影響を受けません

15 µLのエアを混入後、圧力が回復するのに時間を要します。

左右のポンプヘッドをそれぞれ制御ができるため、エア混入した際も、最適な動作をします。

●UI-22シリーズ送液安定性
イージーモード

イージーモードとは

パフォーマンスモード

エア混入時に、安定した送液を重視したモードです。脱気を行えない環境に適しています。
パフォーマンスモードとは0.2 MPa
10 sec6脈流制御を重視したモードです。脱気装置を使用することで最大限に発揮します。

PUMP UNIT

リニア駆動脈流制御送液ポンプ
Intelligent Pump UI-22 series
高精度送液と圧倒的な使いやすさ
特長Intelligent Pump
UI-22-110S
製品名
型式
ヘッド材質
最大吐出圧力*¹
設定流量範囲*²
1ヘッド吐出量
プランジャーストローク
流量再現性*³
流量精度*³
特殊機能
圧力表示正確度
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

Intelligent Pump
UI-22-110P

UI-22-110S
SUS
35 MPa□ 無脈流により近い低脈流送液が可能□ 気泡混入によるトラブルを大幅に低減□ プランジャーシールの長寿命化□ 圧力上限、下限リミッター装備□ 場所を取らないコンパクト設計□ 通信制御に対応□ ヘッド材質はSUS、PEEK、PCTFEより選択可能

Intelligent Pump
UI-22-110D

UI-22-110P
PEEK
20 MPa0.001 〜 9.999 mL/min
80 μL

インテリジェントポンプ
UI-22-110D
UI-22-410S
PCTFE
SUS
2 MPa
5 MPa

UI-22-410P
PEEK
5 MPa
0.01 〜 99.99 mL/min
708 μL

10 mm< 0.3 % (0.1 〜 5.0 mL/min)< 0.3 % (1.0 〜 50 mL/min)± 2 % or 2 μL/minのいずれか大きい値以下± 2 % or 20 μL/minのいずれか大きい値以下
自己学習機能 , 圧力上限 / 下限リミッター± 0.2 MPa
SUS仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , PEEK , SUSPEEK仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , PEEK , ETFE
PCTFE仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , ETFE , PTFE
入力 : PUMP ON / OFF , 出力：エラー , 圧力モニター
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
144 (H) × 105 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く
約 5.6 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 140 VA
SLP-P509
SLP-P514
SLP-P517
SLP-P511
SLP-P516
SLP-P510￥565,000￥515,000￥810,000￥645,000￥665,000￥860,000*1: 最大吐出圧力は瞬間最大圧力であり、最大流量時の常用最大吐出圧力を意味するものではありません。
*2: 最大流量設定による長時間送液はおこなえません。
*3: 弊社指定条件下でのテストデータです。

【MP-22 / UI-22シリーズ用】自動圧力調整装置
Auto BPR BP-11 series
液体の温度変化などによる送液圧力の変動を自動調整
特長□□

ポンプの圧力をリアルタイムで検知し、一定圧をキープ
定流量送液(MP-22 / UI-22シリーズ）+ 一定圧力制御(BP-11シリーズ）
Auto BPR
BP-11S

製品名
型式
接液部材質
流路径
圧力設定範囲送液可能範囲特殊機能
圧力制御正確度*¹
圧力信号仕様外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

UI-22-410D
PCTFE
2 MPa

オート BPR
BP-11S
SUS , PFA

BP-11D
PCTFE , PFA

0.6 mm0.10 〜 5.00 MPa
0.1 〜 100 mL/min
マニュアルモード , オートストップ± 0.1 MPa
MP-22 / UI-22圧力信号を使用 [ DC1 - 5V ]入力 : START / STOP , 出力 : FUNC
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
144 (H) × 79 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く
約 2.7 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 70 VA
SBP-F012
SBP-F019￥374,000￥396,000*1: 純水またはメタノール使用時、設定圧力0.5〜5.0 MPa / 設定流量0.1〜50.0 mL/min※: 設定流量0.1〜50.0 mL/min以外でのご使用についてはお問い合わせください。

7

PUMP UNIT

デュアルプランジャーポンプ
Dual Pump KP-22 series
圧力センサー搭載のカム駆動ポンプ
特長
□
□
□
□
Dual Pump
KP-22-13S
製品名
型式
ヘッド材質
最大吐出圧力*1
設定流量範囲*2
1ヘッド吐出量
プランジャーストローク
流量再現性
特殊機能
圧力表示正確度
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

優れた流量再現性と低脈流を実現
圧力センサーを搭載し、上限圧力リミッターを装備
設定流量やポンプヘッド材質の異なる6機種をラインアップ
通信制御に対応

Dual Pump
KP-22-13P

デュアルポンプ (圧力センサー搭載)
KP-22-13S
KP-22-13P
KP-22-33S
KP-22-33P
SUS
PEEK
SUS
PEEK
25 MPa20 MPa5 MPa
5 MPa
0.01 〜 10.00 mL/min
0.1 〜 50.0 mL/min
32 μL
154 μL
4 mm
4 mm< 0.3 %
脈流制御*³ , 定圧送液*⁴ , 計量送液*⁵ , 圧力上限/（下限）リミッター*⁶± 0.2 MPa
SUS仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , SUS , PEEKPEEK仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , ETFE , PEEK
入力 : PUMP ON / OFF , 出力 : エラー
RS232C144 (H) × 79 (W) × 285 (D) mm , 突起部を除く
約 4.3 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SDP-P1081
SDP-P1080
SDP-P1077
SDP-P1076
SDP-P1079
SDP-P1078￥638,000￥583,000￥495,000￥440,000￥528,000￥473,000
KP-22-01S
KP-22-01P
SUS
PEEK
25 MPa20 MPa0.001 〜 1.000 mL/min
4 μL
1 mm

*1: 最大吐出圧力は瞬間最大圧力であり、最大流量時の常用最大吐出圧力を意味するものではありません。
*2: 最大流量設定による長時間送液はおこなえません。
*3: 脈流制御機能はカム形状に基づいた回転補正で、5MPa以下にて機能します。
*4: 定圧送液は、設定圧力になるよう流量を調整する機能です。計測圧力の平均値を用いて制御します。
*5: 計量送液はあらかじめ設定した送液量に到達すると、自動的に送液を停止するモードです。
*6: 下限リミッターは、RS232Cによる通信制御のみ設定可能です。

デュアルプランジャーポンプ
Dual Pump KP-21 series
圧力センサー非搭載のカム駆動ポンプ
特長
□
□
□
□
Dual Pump
KP-21-13S
製品名
型式
ヘッド材質
最大吐出圧力*1
設定流量範囲*2
1ヘッド吐出量
プランジャーストローク
流量再現性
特殊機能
圧力表示正確度
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

優れた流量再現性と低脈流を実現
圧力センサー非搭載。
コストパフォーマンスに優れたモデル
設定流量やポンプヘッド材質の異なる6機種をラインアップ
通信制御に対応

Dual Pump
KP-21-13P

デュアルポンプ (圧力センサー非搭載)
KP-21-13S
KP-21-13P
KP-21-33S
KP-21-33P
SUS
PEEK
SUS
PEEK
25 MPa20 MPa5 MPa
5 MPa
0.01 〜 10.00 mL/min
0.1 〜 50.0 mL/min
32 μL
154 μL
4 mm
4 mm< 0.3 %
計量送液*3ー
SUS仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , SUS , PEEKPEEK仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , ETFE , PEEK
入力：PUMP ON / OFF , 出力：エラー
RS232C144 (H) × 79 (W) × 285 (D) mm , 突起部を除く
約 4.3 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SDP-P1087
SDP-P1086
SDP-P1083
SDP-P1082
SDP-P1085
SDP-P1084￥572,000￥517,000￥429,000￥374,000￥462,000￥407,000
KP-21-01S
KP-21-01P
SUS
PEEK
25 MPa20 MPa0.001 〜 1.000 mL/min
4 μL
1 mm

*1: 最大吐出圧力は瞬間最大圧力であり、最大流量時の常用最大吐出圧力を意味するものではありません。
*2: 最大流量設定による長時間送液はおこなえません。
*3: 計量送液はあらかじめ設定した送液量に到達すると、自動的に送液を停止するモードです。

8

PUMP UNIT

シングルプランジャーポンプ
PCS Pump SP-22 series
圧力センサー搭載のシングルポンプ
特長
□
□
□
□
□
PCS Pump
SP-22-13SPCS Pump
SP-22-13P

製品名
型式
SP-22-02S SP-22-02P
ヘッド材質
SUS
PEEK
最大吐出圧力*1
20 MPa
設定流量範囲*2 0.001 〜 1.000 mL/min
1ヘッド吐出量
8 μL
プランジャー
2 mm
ストローク
流量再現性
特殊機能
圧力表示正確度
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
SSP-P3062
価格（税抜）￥410,000

実績のあるカム駆動方式を採用
脈流抑制機能（クイックリターンモード）
を選択可能
圧力センサーを搭載し、上限圧力リミッターを装備
設定流量やポンプヘッド材質の異なる10機種をラインアップ
通信制御に対応

SSP-P3061￥380,000

PCSポンプ (圧力センサー搭載)
SP-22-12S SP-22-12P SP-22-13S SP-22-13P SP-22-32S SP-22-32P
SUS
PEEK
SUS
PEEK
SUS
PEEK
20 MPa10 MPa5 MPa0.01 〜 2.00 mL/min
0.1 〜 5.0 mL/min
0.1 〜 10.0 mL/min
16 μL
32 μL
77 μL
2 mm

4 mm

2 mm

± 0.5 %
脈流制御 , 計量送液*³ , 圧力上限リミッター± 0.2 MPa
SUS仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , SUSPEEK仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , PEEK
入力 : PUMP ON / OFF , 出力 : エラー
RS232C144 (H) × 79 (W) × 285 (D) mm , 突起部を除く
約 3.0 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SSP-P3064 SSP-P3063 SSP-P3066 SSP-P3065 SSP-P3068 SSP-P3067￥330,000 ￥290,000 ￥330,000 ￥290,000 ￥330,000 ￥310,000

SP-22-33S SP-22-33P
SUS
PEEK
2 MPa
0.1 〜 20.0 mL/min
154 μL
4 mm

SSP-P3070￥330,000

SSP-P3069￥310,000*1: 最大吐出圧力は瞬間最大圧力であり、最大流量時の常用最大吐出圧力を意味するものではありません。
*2: 最大流量設定による長時間送液はおこなえません。
*3: 計量送液はあらかじめ設定した送液量に到達すると、自動的に送液を停止するモードです。

シングルプランジャーポンプ
PCS Pump SP-21 series
圧力センサー非搭載のシングルポンプ
特長
□
□
□
□
□
PCS Pump
SP-21-13P

PCS Pump
SP-21-13S
製品名
型式
SP-21-02S SP-21-02P
SUS
PEEK
ヘッド材質
20 MPa
最大吐出圧力*1
設定流量範囲*2 0.001 〜 1.000 mL/min
8 μL
1ヘッド吐出量
プランジャー
2 mm
ストローク
流量再現性
特殊機能
圧力表示正確度
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
SSP-P3052
価格（税抜）￥390,000

実績のあるカム駆動方式を採用
脈流抑制機能（クイックリターンモード）
を選択可能
圧力センサー非搭載。
コストパフォーマンスに優れたモデル
設定流量やポンプヘッド材質の異なる10機種をラインアップ
通信制御に対応

SSP-P3051￥360,000

PCSポンプ (圧力センサー非搭載)
SP-21-12S SP-21-12P SP-21-13S SP-21-13P SP-21-32S SP-21-32P
SUS
PEEK
SUS
PEEK
SUS
PEEK
20 MPa10 MPa5 MPa0.01 〜 2.00 mL/min
0.1 〜 5.0 mL/min
0.1 〜 10.0 mL/min
16 μL
32 μL
77 μL
2 mm

4 mm

2 mm

± 0.5 %
脈流制御 , 計量送液*³ー
SUS仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , SUSPEEK仕様 : サファイア , ルビー , PCTFE , PFA , FFKM , UHMW-PE , PEEK
入力 : PUMP ON / OFF , 出力 : エラー
RS232C144 (H) × 79 (W) × 285 (D) mm , 突起部を除く
約 3.0 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SSP-P3054 SSP-P3053 SSP-P3056 SSP-P3055 SSP-P3058 SSP-P3057￥310,000 ￥280,000 ￥310,000 ￥280,000 ￥310,000 ￥300,000*1: 最大吐出圧力は瞬間最大圧力であり、最大流量時の常用最大吐出圧力を意味するものではありません。
*2: 最大流量設定による長時間送液はおこなえません。
*3: 計量送液はあらかじめ設定した送液量に到達すると、自動的に送液を停止するモードです。

9

SP-21-33S SP-21-33P
SUS
PEEK
2 MPa
0.1 〜 20.0 mL/min
154 μL
4 mm

SSP-P3060￥310,000

SSP-P3059￥300,000PUMP UNIT

ポンプ用アクセサリー類

脈流ダンパー
シングルプランジャーポンプの脈流を補正
高圧タイプと低圧タイプより選択可能

高圧ダンパー9810

製品名
型式
最大耐圧
脈流制御範囲
内部容量
接液部材質
ネジ規格
寸法
質量
商品コード
価格 (税抜)低圧ダンパー9800

高圧ダンパー
9810
20 MPa8 〜 12 MPa
約 3.5 mL
PEEK , PTFE
No.10-32 UNF
直径 50 mm × 高さ 36.5 mm
約 0.3 kg
PDM-F001￥64,000

低圧ダンパー
9800
2 MPa
0.1 〜 0.7 MPa
約 0.8 mL
PEEK , FEP
No.10-32 UNF
直径 45 mm × 高さ 33 mm
約 0.3 kg
PDM-F002￥64,000

バルブ取り付け用サイドパネル
切換バルブやインジェクターなどを取付可能
送液ポンプ UI, KP, SPに対応

サイドパネル4512
インジェクター用
製品名
型式
対応ポンプ
取付可能バルブ
ダンパー取付寸法
商品コード
価格 (税抜)サイドパネル4513
インジェクター / ダンパー用

サイドパネル4514
小型手動切換バルブ用

サイドパネル
4513
4514
UI-22、KP-2x、SP-2xシリーズ
VI-11 , VI-12 ,VI-11 , VI-12 ,V200 , V201 , V204 ,MI-11 , V05
MI-11 , V05
V239 , V512×〇×
144 (H) × 60 (W) × 44 (D) mm 、突起部を除く
PB1001-10
PB1001-09
PB1001-11￥17,000￥17,000￥17,0004512※ 価格はパネルのみとなります。

10

2．バルブ

フロムは、さまざまな材質や機能を有する流路切換バルブならびにインジェクターを長年開発してまいりました。
近年では、小型化、高耐圧化、高耐久化に取り組み、
ラインアップを増やしております。
お気軽にお問い合わせください。

フロムのバルブには駆動タイプとして、手動 / 自動 / エア駆動の3種類があります。

フロム製バルブの種類
手動タイプ

自動タイプ
スタンドアローン

組込型

エア駆動タイプ(防爆対応)

標準型

インジェクター

VA-21 Series

VI Series

VA-21A Series

415 Series

高耐圧, 高耐久, ノンメタル, 大流量等

超高圧インジェクター

高速切換型

MI-11

VF-02 Series

手動切換バルブ

V Series

バルブヘッドの種類（例）4方スイッチング切換

6方スイッチング切換

16方スイッチング切換

2連3方スイッチング切換

2連4方スイッチング切換

1-4方ロータリー

1-6方ロータリー

1-8方ロータリー

1-12方ロータリー

11

VALVE UNIT

バルブ選択の目安

バルブ切換パターン例
ここに示したパターン以外にもさまざまな活用例があります。
ご希望の切換方法がない場合は、直接お問い合わせください。
①サンプル注入 (６方切換）
ドレイン②カラム切換 (1-６方ロータリー）

サンプル

VALVE UNIT

インジェクター

P

P

カラム

ポンプ

P

D

ポンプ

検出器

サンプルループカラム③カラム切換 (６方切換）④カラム切換 (６方切換）

カラム１

P ポンプ１

プレカラム

P

インジェクター

ドレイン

P

D

ポンプ

検出器

D

P

インジェクター

検出器

D

P

ポンプ2

カラム2

⑤サンプルループ切換 (８方切換）

D

P

分離カラム

⑥サンプルループ切換 (10方切換)

P サンプル注入ポンプ

サンプルループ1 ドレイン
サンプル
P
注入ポンプ1

PP

サンプルループA

P

P

P

カラム

ポンプ
サンプルループB
ドレイン

サンプル
注入ポンプ2

P

P サンプルループ2 ドレイン

⑧ポンプ選択（特殊無閉塞1-8方ロータリー）⑦サンプル注入 (垂直ポート6方切換 、
オートサンプラー仕様）
シリンジニードル(サンプル注入)

P

カラム

ポンプ

ポンプ7

P

ポンプ8

P

ドレイン

ポンプ6

P
ポンプ5

P

P

P

P

ポンプ1

ポンプ
カラム

P

サンプルループ

ポンプ2

P

P

ポンプ3

カラム

ポンプ

カラム

⑫2連溶媒切換 (2連3方切換)⑪溶媒切換 (1-2方切換)

溶媒1

P⑩ピーク分画 (1-14方ロータリー)⑨ピーク分画 (1-6方ロータリー)

ポンプ

ポンプ4

P

溶媒1

P
ポンプ

溶媒3

P

P

ポンプ1

ポンプ2

溶媒2

溶媒4

P

溶媒2

P

P

⑭検出器切換 (4方切換)⑬溶媒切換 (1-6方ロータリー)

D 検出器1

P
ポンプ

D

カラム

P

P

ポンプ1

ポンプ2

D 検出器2

溶媒ボトル

12

P

P
D

自動切換バルブ
Auto Valve Unit VA-21 series
VALVE UNIT

一般分析、高速分析、分取、流路選択など
幅広い分野で利用可能
特長
□
□
□

用途に合わせてさまざまな流路タイプのバルブをご用意
大流量タイプやノンメタルタイプもラインアップ
独自技術によるバルブの高耐久化

Auto Valve Unit VA-21

バルブ駆動部
自動切換バルブ
VA-21
DCギヤモーターによるドライブ
2方スイッチング , ロータリー
ポジションチェンジ , ポジションリセット
入力 : ポジションチェンジ・指定・リセット , 出力 : ポジション , エラー
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信）
DC 24 V , MAX 50 W (ACアダプター付属)
116 (H) × 66 (W) × 200 (D) mm , 突起部は除く
約 2.0 kg

製品名
型式
駆動部
切換モード
手動入力
外部入出力信号
通信
電源仕様
寸法
質量

バルブヘッド（下記以外のバルブについては別途ご相談ください）
型式
規格
VA-21-601
VA-21-602
VA-21-603
VA-21-604 6方切換
VA-21-605
VA-21-606
VA-21-607
VA-21-608
VA-21-609
4方切換
VA-21-610
VA-21-611
VA-21-612 1-2方切換
VA-21-613 (3方バルブ)
VA-21-614
VA-21-615
1-4方切換VA-21-616
VA-21-617
VA-21-618
1-6方切換VA-21-619
VA-21-620
VA-21-621
1-12方切換VA-21-622
VA-21-623

切換タイプ

耐圧
接液部材質 接続配管径 接続ネジ規格
流路径No.10-32UNF 0.25 mm (0.01”)
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.25 mm (0.01”)
30 MPa (4350 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
30 MPa (4350 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
No.10-32UNF 1.0 mm (0.04”)
20 MPa (2900 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 1.0 mm (0.04”)
20 MPa (2900 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
M8×1.25
5 MPa (725 psi) SUS , PEEK 3.0 mm or 1/8”
2 mm (0.079”)
M8×1.25
5 MPa (725 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ 3.0 mm or 1/8”
2 mm (0.079”)
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
30 MPa (4350 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
30 MPa (4350 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
M8×1.25
5 MPa (725 psi) SUS , PEEK 3.0 mm or 1/8”
2 mm (0.079”)
M8×1.252 mm (0.079”)
5 MPa (725 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ 3.0 mm or 1/8”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
30 MPa (4350 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
30 MPa (4350 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
M8×1.25
5 MPa (725 psi) SUS , PEEK 3.0 mm or 1/8”
2 mm (0.079”)
M8×1.25
5 MPa (725 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ 3.0 mm or 1/8”
2 mm (0.079”)
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
20 MPa (2900 psi) SUS , PEEK
1/16”
No.10-32UNF 0.5 mm (0.02”)
20 MPa (2900 psi) PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
1/16”
20 MPa (2900 psi) SUS , PEEK

8方切換

1/16”

VA-21用オプション部品
型式
UF2100-01
UF2100-02
PF505-01
PF505-03

品名
価格 (税抜)VA-21 I/Oケーブル￥7,000（チェンジ・リセットのみ）
RS232C 通信ケーブル（VA-21専用） ￥10,000
RS485 通信ケーブル￥6,000
RS485 通信延長ケーブル￥9,00013

No.10-32UNF

0.5 mm (0.02”)

SAV-VA-21-622

価格 (税抜)￥220,000￥225,000￥200,000￥205,000￥200,000￥205,000￥200,000￥205,000￥195,000￥200,000￥195,000￥200,000￥200,000￥205,000￥200,000￥210,000￥200,000￥210,000￥210,000￥215,000￥215,000￥225,000

SAV-VA-21-623￥205,000

商品コード
SAV-VA-21-601
SAV-VA-21-602
SAV-VA-21-603
SAV-VA-21-604
SAV-VA-21-605
SAV-VA-21-606
SAV-VA-21-607
SAV-VA-21-608
SAV-VA-21-609
SAV-VA-21-610
SAV-VA-21-611
SAV-VA-21-612
SAV-VA-21-613
SAV-VA-21-614
SAV-VA-21-615
SAV-VA-21-616
SAV-VA-21-617
SAV-VA-21-618
SAV-VA-21-619
SAV-VA-21-620
SAV-VA-21-621

手動
手動サンプルインジェクター
Manual Sample Injector VI series
Man
特長□ 接液材質をSUSとPEEKから選択可能□ インジェクションマーカーを出力可能

VALVE UNIT

超高
超高圧用手動マイクロインジェクター
UHP
UHPLC Micro Injector MI-11
特長
Manual Injector VI-11
1□ 高
高圧流路へのサンプル注入を可能にする超高圧仕様□ サ
サンプルロスの無い高精度なサンプル注入が可能□ インジェクションマーカーを出力可能
イ

UHPLC Micro Injector MI-11

製品名
手動サンプルインジェクター
型式
VI-11
VI-12
MI-11
SUS , PEEK , セラミック
PEEK , セラミック
接液部材質
SUS , PEEK , セラミック
35 MPa (5,075 psi)
35 MPa (5,075 psi)
耐圧
100 MPa (14,500psi)
1/16”
1/16”
1/16”
接続配管
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
流路径0.25 mm (0.01”)
No. 10-32 UNF
No. 10-32 UNF
ネジ規格
No. 10-32 UNF
20 μL (SUS)
20 μL (PEEK)
5 μL (SUS)
サンプルループ (標準付属)
内蔵型 (1.5 mリード線付き）
インジェクションマーカー
VH-V271
VH-V276
VH-V340
商品コード￥75,000￥80,000￥165,000
価格 (税抜)オプション部品

SUS, 20 µLタイプ

PEEK, 20 µLタイプ

低圧フィッティング 10個入り

SUSサンプルループ【SUS仕様バルブヘッド推奨】
型式 サンプル量
価格 (税抜）
7501W
10 μL￥6,6007502W
20 μL￥6,6007503W
50 μL￥7,7007504W 100 μL￥7,7007505W 200 μL￥8,8007506W 500 μL￥9,9007507W
1 mL￥11,000(1/4-28 UNF , 耐圧 1 MPa）

型式
品名
価格 (税抜)9771 1/8HEXﾌﾗｯﾄｼｰﾙﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ ￥5,500
9704
φ3・M6ﾌﾗｯﾄｼｰﾙﾌｪﾗﾙ￥4,4009707
1/8・M6ﾌﾗｯﾄｼｰﾙﾌｪﾗﾙ￥4,400

9771
9704
9707

中圧フィッティング 10個入り(No.10-32 UNF , 耐圧 20〜40 MPa）

9001
PEEKサンプルループ【PEEK仕様バルブヘッド推奨】
型式 サンプル量価格（税抜）
7201
10 μL￥7,7007202
20 μL￥7,7007203
50 μL￥7,7007204
100 μL
￥8,8007205
200 μL￥11,0007206
500 μL￥19,800
7207
1 mL￥27,500

9003
9135

型式
9001
9003
9135

品名
Easy Fitt φ10
Hex Fitt
Hex Fitt Mini

価格 (税抜)￥5,500￥5,500￥5,500

高圧フィッティング 10個入り(No.10-32 UNF , 耐圧 60 MPa)

型式
品名
価格 (税抜)9302 1/16ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞL ￥6,600
9301 1/16ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞS ￥5,500
9401
1/16ﾀﾞﾌﾞﾙﾛｯｸﾌｪﾗﾙ￥5,500

9302
9301
9401

超高耐圧フィッティング(No.10-32 UNF , 耐圧 140 MPa)

MI-11用サンプルループ
型式
7500M

サンプル量
5 μL

価格（税抜）￥6,6009620

型式
品名
価格（税抜）
9620 Dual-Fitt SET (各10個) ￥13,200
9621
Dual-Fitting (10個)￥5,5009623-05 交換フェラル (5個)
￥6,6009623-10 交換フェラル (10個)￥11,000

MI-11用サンプルループ
インジェクター用取付パネル*
型式
品名
4515
取付パネル

VI-11・VI-12用シリンジニードル

4207

型式
4207
4517

規格
SUS22G*¹
PEEK*²価格（税抜）￥2,800￥7,700*パネルにはバルブは含まれていません。
*フロム製ポンプに固定できません。ポンプに固定する場合は、P10のバルブ取り付け用サイドパネ
ルを参照してください。

*¹ 内径 0.5 mm*² 外径 0.7ｍｍ × 内径 0.3 mm

4517

小型手動バルブ用取付パネル

MI-11用シリンジ
4701

型式
4701

規格
SUS26G*価格（税抜）￥8,800(V200 , V201 , V204 , V239 , V512)

価格（税抜）￥18,500

型式45150* 内径 0.25 mm

14

品名
取付パネル

価格（税抜）￥8,800*パネルにはバルブは含まれていません。
*フロム製ポンプに固定できません。ポンプに固定する場合は、P10のバルブ取り付け用サイドパネ
ルを参照してください。

手動切換バルブ
Manual Valve
流路の切換に便利な手動バルブ

Manual Valve V05

製品名
型式
仕様

手動切換バルブ
V05
分析用6方

切換タイプ
耐圧
接液部材質
接続配管
流路径
商品コード
価格 (税抜)35 MPa (5075 psi)
SUS , PEEK
1/16”
0.6 mm (0.024”)
VH-V05￥65,000

小型手動切換バルブ
Compact Manual Valve
流路の切換に便利な超小型手動バルブ
特長
Manual Valve V200

製品名
型式
仕様

Manual Valve V239

□ 別売りの取り付けパネル装着時にヘッド側から操作可能□ 目的/用途の異なる5機種をラインアップ

小型手動切換バルブ
V200
V201
分析用6方
分析用2連3方

切換タイプ
耐圧
接液部材質
接続配管
流路径
ネジ規格
商品コード
価格 (税抜)製品名
型式
仕様

20 MPa (2900 psi)
PEEK
1/16”
0.6 mm (0.024”)
No.10-32 UNF
VH-V200￥28,000

20 MPa (2900 psi)
PEEK
1/16”
0.6 mm (0.024”)
No.10-32 UNF
VH-V201￥28,000

V204
分析用1-2方

小型手動切換バルブ
V512
分析用1-2方V239
分析用1-2方20MPa (2900 psi)
PEEK
1/16”
0.8 mm (0.03”)
No.10-32 UNF
VH-V204￥22,000

30MPa (4350 psi)
SUS , PEEK
1/16”
0.8 mm (0.03”)
No.10-32 UNF
VH-V512￥57,000

1 MPa (145 psi)
PEEK
3.0 mm or 1/8”
1.0 mm (0.04”)
1/4-28 UNF
VH-V239￥39,000

切換タイプ
耐圧
接液部材質
接続配管
流路径
ネジ規格
商品コード
価格 (税抜)15

VALVE UNIT

特長
□ 低トルク設計。
スムーズな切換動作が可能□ 耐圧35MPa (5075 psi)

3．脱気装置
ご好評のAG、BGシリーズを、扱いやすく、
よりトラブルの少ない脱気装置にリニューアルしました。
脱気性能比較データを参考にしていただき、用途に合わせてご選定ください。

溶媒脱気装置Gastorr AG series
自己洗浄機能を一新した高精度な溶媒脱気装置
特長

DEGASSING UNIT

□ テフロン™AFチューブを採用し、内部容量を最小化□ 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付□ CPU制御による安定した真空制御□ 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止□ 2流路と4流路より選択可能
Gastorr AG-42
製品名
型式
流路数
内部容量
使用流量範囲設定真空値
接続ネジ規格
接液部材質
外部入出力信号
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

Gastorr AG-44

溶媒脱気装置ガストール
AG-42-01
AG-44-01
2
4
340 μL≦ 10 mL/min
100 hPa 固定
1/4-28 UNF
Teﬂon ™ AF*¹ , PFA , PPSー108 (H) ×70 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く
約 2.1 kg
AC 100 〜240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SGA-G3001
SGA-G3002￥180,000￥220,000(ppm)

脱気性能比較データ (内部容量別)

8340 μL(AG-4x-01)

76510 μL(BG-4x-02)

51020 μL(BG-4x-10)

432

テスト条件：純水 , 真空設定値 100 hPa

1(mL / min)1

*1：Teﬂon ™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
注意：フッ素系溶媒はご使用いただけませんのでご注意ください。

3

5

7

10

流量(mL / min) 1
35710340 μL
3.23 5.21 6.01 6.39 6.75
510 μL2.23 4.21 5.07 5.51 5.971020 μL
1.16 2.52 3.57 4.24 4.87
溶存酸素濃度（ppm)※：ご使用条件により脱気性能は異なる場合がございます。

溶媒脱気装置Gastorr BG series
より高い脱気性能を追求した容量アップモデル
特長

Gastorr BG-42
製品名
型式
流路数
内部容量
使用流量範囲設定真空値
接続ネジ規格
接液部材質
外部入出力信号
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）□ テフロン™AFチューブを採用し、内部容量を最小化□ 使用流速に合わせて2種類の内部容量をラインアップ□ 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付□ CPU制御による安定した真空制御□ 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止□ 2流路と4流路より選択可能□ チャンバー内の真空値をリアルタイムで表示 (有機ELディスプレイ）

Gastorr BG-44

溶媒脱気装置ガストール
BG-44-02
BG-42-10
42

BG-42-022
510 μL

SGA-G3003￥210,000

BG-44-1041020 μL≦ 10 mL/min
100 hPa 固定
1/4-28 UNF
Teﬂon ™ AF*¹ , PFA , PPS
入力 : − , 出力 : エラー
108 (H) ×70 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く
約 2.1 kg
AC 100 〜240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SGA-G3004
SGA-G3005
SGA-G3006￥250,000￥250,000￥330,000*1：Teﬂon ™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
注意：フッ素系溶媒はご使用いただけませんのでご注意ください。

16

溶媒脱気装置
Gastorr FG-42
フッ素系溶媒の送液に最適な脱気装置
特長□ フッ素系溶媒に対応□ 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付□ CPU制御による安定した真空制御□ 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止

製品名
型式
流路数
内部容量
使用流量範囲設定真空値
接続ネジ規格
接液部材質
外部入出力信号
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）DEGASSING UNIT

Gastorr FG-42
溶媒脱気装置ガストール
FG-42
2
10 mL
≦ 5 mL/min
150 hPa 固定
1/4-28 UNF
PTFE , ETFE , PPS
入力 : ー , 出力 : エラー
108 (H) × 70 (W) × 240 (D) mm , 突起部を除く
約 2.3 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SGA-G3008￥245,000

分取用溶媒脱気装置
Gastorr PG series
50 mL/minの流量に対応する分取用の脱気装置

特長

Gastorr PG-41P
製品名
型式
流路数
内部容量
使用流量範囲設定真空値
接続ネジ規格
接液部材質
外部入出力信号
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格 (税抜)□ 最大50 mL/minまで送液可能□ 装置内の状態を最適化する自己洗浄機能付□ CPU制御による安定した真空制御□ 独立チャンバー構造による各溶媒のコンタミネーション防止□ 1流路と2流路より選択可能□ チャンバー内の真空値をリアルタイムで表示(有機ELディスプレイ)

Gastorr PG-42P
分取用溶媒脱気装置ガストール
PG-41P
PG-42P1
2
62.0 mL≦ 50 mL/min
150 hPa 固定
1/4-28 UNF
PTFE , ETFE , PEEK
入力 : ー , 出力 : エラー
180 (H) ×90 (W) × 400 (D) mm , 突起部を除く
約 5.0 kg
約 6.0 kg
AC 100 〜240 V (50 / 60 Hz) , MAX 80 VA
SGA-G3501
SGA-G3502￥350,000￥468,000174．
オートサンプラー分
分析用オートサンプラー
Au
Autosampler AS-21 series
使いやすさと注入性能を追求したコンパクトな使いオーオートサンプラー
特長
特
□
□
□
□
□

省スペースを可能にするコンパクト設計
ループ計量方式とシリンジ計量方式より、モード選択が可能
2 mLバイアルを50個セット可能
接液部材質が異なる2機種をラインアップ
通信制御に対応

Autosampler
AS-21
製品名
型式
仕様

AUTOSAMPLER

オートサンプラー
AS-21S
AS-21PSUS仕様
PEEK仕様試料 : SUS , βチタン , PEEK , ETFE
試料 : βチタン , PEEK , ETFE
接液部材質
洗浄液 : PTFE , ETFE , SUS , PEEK , Glass
ニードル材質βチタン
40 MPa
最大耐圧
ループ計量方式 , シリンジ計量方式
注入方式
1 〜 1000 μL
注入量設定範囲<
0.3%
RSD
ループ計量方式
注入再現性< 0.5 % RSD シリンジ計量方式
2 mLバイアル / 50検体
サンプル容量 / 数量
最大9回
繰り返し注入回数
0 〜 9回
流路洗浄回数
入力 : START / STOP
外部入出力信号
出力 : MARK / FUNC
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
通信
220 (H) × 200 (W) × 416 (D) mm , 突起部を除く寸法
約 11.2 kg
質量
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 200 VA
電源仕様
商品コード
SAS-S012
SAS-S012P￥600,000
価格 (税抜)オプション部品100 μLSUSサンプルループ

100 μLPEEKサンプルループ

サンプルループ (1/16”SUS仕様)

スクリューバイアル (キャップ付き)

型式
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507

型式
AS7504

サンプル量
5 μL
10 μL
20 μL
50 μL
100 μL200 μL500 μL
1 mL

価格 (税抜）￥6,600￥6,600￥6,600￥7,700￥7,700￥8,800￥9,900￥11,000

規格
2mL

入り数
100

価格(税抜)￥13,200

スクリューキャップ (セプタム付き)入り数
100

価格(税抜)￥8,800

入り数
100

価格(税抜)￥8,800サンプルループ (1/16”PEEK仕様)

サンプルラック型式
サンプル量AS72005 μL
AS7201
10 μL
AS720220 μL
AS720350 μL
AS7204100 μL
AS7205200 μL
AS7206500 μL
AS7207
1 mL

型式
サンプル数 入り数
AS760250検体
1

価格(税抜)￥22,000

スクリューバイアル(キャップ付き)型式
AS7508規格
2mL

スクリューバイアル瓶
型式
AS7507価格（税抜）￥7,700￥7,700￥7,700￥7,700￥8,800￥11,000￥19,800￥27,500

サンプルラック

18

規格
2mL

分析用オートサンプラー
Autosampler AS-22 series
AS-21の機能を継承したスケールアップモデル

特長
□
□
□
□
□

Autosampler
AS-22
製品名
型式
仕様
接液部材質

注入再現性
サンプル容量 / 数量
繰り返し注入回数
流路洗浄回数外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

オートサンプラー
AS-22S
AS-22PSUS仕様
PEEK仕様試料 : SUS , βチタン , PEEK , ETFE
試料 : βチタン , PEEK , ETFE
洗浄液 : PTFE , ETFE , SUS , PEEK , Glass
βチタン
40 MPaループ計量方式 , シリンジ計量方式
1 〜 1000 μL< 0.3 % RSD ループ計量方式< 0.5 % RSD シリンジ計量方式
2 mLバイアル / 100検体
最大9回
0 〜 9回
入力 : START / STOP
出力 : MARK / FUNC
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
220 (H) × 263 (W) × 416 (D) mm , 突起部を除く
約 11.8 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 200 VA
SAS-S011
SAS-S011P￥915,000

AUTOSAMPLER

ニードル材質
最大耐圧
注入方式
注入量設定範囲

省スペースを可能にするコンパクト設計
ループ計量方式とシリンジ計量方式より、モード選択が可能
2 mLバイアルを100個セット可能
接液部材質が異なる2機種をラインアップ
通信制御に対応【AS-22 専用】
クーラーユニット
Cooler Unit CU-12
取り付け簡単着脱式クーラーユニット
特長□□

Cooler Unit
CU-12

サンプルの温度管理が可能
着脱が簡単

クーラーユニット取り付けイメージ
製品名
型式
冷却方式
温度コントロール可能範囲
温度コントロール精度
寸法
外部入出力信号
質量
電源
商品コード
価格（税抜）

クーラーユニット
CU-12
ペルチェ素子によるアルミラックのブロック冷却
室温マイナス5℃〜室温マイナス25℃（ただし , 設定下限は4℃）±2℃ (室温マイナス20℃において）80 (H) × 263 (W) × 416 (D) mm , 突起部 / 冷却部除く
入力 : ー , 出力 : −約 7.2 kg
AC 100 〜 240 V (50 / 60 Hz) , MAX 220 VA
SAS-S016￥440,000※ この製品はAS-22（100検体）専用の製品です。
AS-21（50検体）
ではご使用いただけませんのご注意ください。

19

約380mm

5. 液量検出装置
液量検出装置
Sonic Reservoir Sensor SR-13
音波を使った非接触式液量センサー
特長□ 溶媒ボトルの枯渇と廃液タンクのオーバーフローを監視□ 液量レベルをディスプレイ表示□ アラーム音にて警告□ ワンタッチ接続□ RS232Cによる通信制御（オプション）
Sonic Reservoir Sensor SR-13

製品名
型式
接液部材質
外部入出力信号
通信
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

ソニックリザーバーセンサー
SR-13
溶媒プローブ : 非接触 , 廃液プローブ : PTFE
入力 : ー
出力 : エラー
RS232C (オプション）
115 (H) × 85 (W) × 80 (D) mm , 突起部を除く
約 0.7 kg
DC 24 V , MAX 15 W (AC アダプター付属 )FA007-500
本体 : ￥86,000 (プローブ , ボトル , タンク別売)

RESERVOIR SENSOR

各種プローブおよびオプション部品

SR-13用部品
型式
FD007-502
FD007-503
FD007-504
FD007-505
FD007-506

品名
溶媒プローブ廃液プローブ
溶媒ボトル
廃液タンク
RS232C 通信ポート価格(税抜)￥42,000￥43,000￥5,500￥3,000￥5,500溶媒プローブ廃液プローブ

溶媒ボトル

廃液タンク

20

6．反応槽
反応槽
Reactor RT-11
40℃〜100℃までの設定が可能な化学反応槽
特長□ 高精度な温度調整□ 槽内の温度をリアルタイム表示□ チューブ交換は、取付が簡単なカートリッジ方式□ 1/16”チューブを最長10 mまでセット可能□ 過熱防止機能付
Reactor

製品名
型式
温調方式
制御温度範囲
温度精度
反応チューブ*1
安全対策
外部入出力信号
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

RT-11

リアクター
RT-11
ブロック型反応槽 (カートリッジ式)
40〜100℃ (周囲温度25℃のとき)±1.0℃
外径1/16” × 10 m × 1本
サーモスタッド（120℃)
入力 : 導通OFF , 解放ON
出力 : エラー170 (H) × 110 (W) ×285 (D) mm , 突起部を除く
約 3.5 kg
AC 100 V (50 / 60 Hz) , MAX130 VA
SOV-K452￥265,000*1 : PTFEチューブ(1/16” × 0.5 mm × 10 m)を標準付属

反応槽
Reactor RT-12
40℃〜180℃までの設定が可能な化学反応槽□ 高精度な温度調整□ 槽内の温度をリアルタイム表示□ チューブ交換は、取付が簡単なカートリッジ方式□ 1/16”チューブを最長10 mまでセット可能□ 過熱防止機能付

Reactor

製品名
型式
温調方式
制御温度範囲
温度精度
反応チューブ*1
安全対策
外部入出力信号
寸法
質量
電源仕様
商品コード
価格（税抜）

RT-12

リアクター
RT-12
ブロック型反応槽 (カートリッジ式)
40〜180℃ (周囲温度25℃のとき)±1.0℃
外径1/16” × 10 m × 1本
サーモスタッド（200℃)
入力 : 導通OFF , 解放ON
出力 : エラー170 (H) × 110 (W) ×285 (D) mm , 突起部を除く
約 4.5 kg
AC 100 V (50 / 60 Hz) , MAX130 VA
SOV-K451￥385,000*1 : PTFEチューブ(1/16” × 0.5 mm × 10 m)を標準付属

21

REACTOR特長

7．組込型製品
弊社は、創業当初より、主に分析機器大手メーカーへのOEM供給を中心とした製品開発及び製造を行っております。
昨今、
フロー合成など研究や製造における高精度送液が要求される場面で、その安定した送液性能に高評価をいただいております。
製品開発コンセプトに「高性能・小型・低価格」を掲げ、さらに「扱いやすさや壊れにくさ」にこだわった送液デバイス
部品を取り揃えております。

RS232C通信 / RS485通信接続イメージ

RS232C
RS485

ホスト機器

FLOM製品１

FLOM製品2

FLOM製品3

組込型製品では、開示するコマンドをプログラムしていただき、RS232C通信を介して接続することで外部制御を行えます。
複数の製品の接続時は、専用のRS485通信を用いて、シンプルな配線が可能となっております。
※アナログ信号を用いたリモート接続にも対応しております。

【組込型】スイッチングデリバリーポンプ
DP-11 Switching Delivery Pump
■参考寸法図OEM UNIT

43
168
43

製品仕様
型式
送液モード
ポート数
計量値設定範囲
設定流量範囲通信
電源仕様

DP-11A
計量送液 , 定流量送液 , ワンショット送液
6 ポート
0.001 〜 9999.999 mL
0.1 〜 25.0 mL/min
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
DC 24 V , MAX 30 W

＊ 弊社標準品は、3ページをご参照ください。

22

【組込型】リニア駆動脈流制御送液ポンプ
Intelligent Pump UI-22 series■参考寸法図

91

215
68

■製作事例

製品仕様
型式
ヘッド材質
設定流量範囲
外部入出力信号通信
電源仕様

UI-22A
SUS , PEEK , PCTFEより選択可
0.001 〜 9.999 mL/min または 0.01 〜 99.99 mL/minより選択可

入力 : PUMP ON / OFF , 出力 : エラー
RS232C , RS485 (FLOM製品間通信)
DC 24 V , MAX 50 W

＊ 弊社標準製品は、7ページをご参照ください。

【組込型】溶媒脱気装置
Gastorr AG / BG series■参考寸法図OEM UNIT

95
210
50

型式
流路数
接液部材質
内部容量
外部入出力信号
真空値表示
電源仕様

製品仕様
AG / BG-4xA
1 〜 6 (写真は４流路)
Teﬂon ™ AF *¹ , PFA , PPS
340 μL または 510 μLより選択可
入力 : ー , 出力 : エラー
AG : ー , BG : 有機ELディスプレイ
DC 24 V , MAX 30 W

*1: Teﬂon ™ AFは米国ケマーズ社の登録商標です。
＊ 弊社標準製品は、16ページをご参照ください。

23■有機ELディスプレイ表示画面

【組込型】自動切換バルブ
Auto Valve VA-21A series■参考寸法図71

165
50

バルブ駆動部
製品仕様
型式
駆動部
切換モード
切換速度
外部入出力信号電源仕様
質量*¹

VA-21A
DCギヤモーターによるドライブ
2方スイッチング , ロータリー
0.5 sec (60°切換時)
入力 : ポジションチェンジ , 指定 , リセット , 出力 : ポジションエラー
DC 24 V , MAX 50 W
約 0.8 kg

*1: 質量は参考値です。バルブヘッドにより異なります。

バルブヘッド（下記以外の仕様のバルブについては別途ご相談ください）

OEM UNIT

型式
VA-21A-601
VA-21A-602
VA-21A-603
VA-21A-604
VA-21A-605
VA-21A-606
VA-21A-607
VA-21A-608
VA-21A-609
VA-21A-610
VA-21A-611
VA-21A-612
VA-21A-613
VA-21A-614
VA-21A-615
VA-21A-616
VA-21A-617
VA-21A-618
VA-21A-619
VA-21A-620
VA-21A-621
VA-21A-622
VA-21A-623

規格

6方切換

4方切換

1-2方切換(3方バルブ)1-4方切換

1-6方切換1-12方切換
8方切換

切換タイプ

耐圧
40 MPa (5800 psi)
30 MPa (4350 psi)
40 MPa (5800 psi)
30 MPa (4350 psi)
20 MPa (2900 psi)
20 MPa (2900 psi)
5 MPa (725 psi)
5 MPa (725 psi)
40 MPa (5800 psi)
30 MPa (4350 psi)
40 MPa (5800 psi)
30 MPa (4350 psi)
5 MPa (725 psi)
5 MPa (725 psi)
40 MPa (5800 psi)
30 MPa (4350 psi)
40 MPa (5800 psi)
30 MPa (4350 psi)
5 MPa (725 psi)
5 MPa (725 psi)
20 MPa (2900 psi)
20 MPa (2900 psi)
20 MPa (2900 psi)

24

PEEK , セラミック

接続配管径
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
3.0 mm or 1/8”
3.0 mm or 1/8”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
3.0 mm or 1/8”
3.0 mm or 1/8”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
3.0 mm or 1/8”
3.0 mm or 1/8”
1/16”
1/16”

接続ネジ規格No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
M8×1.25
M8×1.25
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
M8×1.25
M8×1.25
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
M8×1.25
M8×1.25
No.10-32UNF
No.10-32UNF

流路径
0.25 mm (0.01”)
0.25 mm (0.01”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
1.0 mm (0.04”)
1.0 mm (0.04”)
2 mm (0.079”)
2 mm (0.079”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
2 mm (0.079”)
2 mm (0.079”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)
2 mm (0.079”)
2 mm (0.079”)
0.5 mm (0.02”)
0.5 mm (0.02”)

SUS , PEEK

1/16”

No.10-32UNF

0.5 mm (0.02”)

接液部材質
SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEKPEEK , セラミック

SUS , PEEK

【組込型】高速自動切換バルブ
Auto Valve VF-02 series■参考寸法図43138
43

バルブ駆動部
ブ駆動部
製品仕様
型式
VF-02
ステッピングモーターによるダイレクトドライブ
駆動部
2方スイッチング
切換モード
0.1 sec (60°切換時)
切換速度
外部入出力信号 入力 : ポジションチェンジ , リセット , 出力 : ポジションエラー
DC 24 V , MAX 50 W
電源仕様
約 0.7 kg
質量*¹
*1: 質量は参考値です。バルブヘッドにより異なります。

バルブヘッド（下記以外の仕様のバルブについては別途ご相談ください）
規格
型式
VF-02-1002
VF-02-1003
VF-02-1005
VF-02-1103
6方切換
VF-02-1104
VF-02-1036
VF-02-1037
VF-02-1056
VF-02-1010
2連3方切換VF-02-1012
VF-02-1013
4方切換
VF-02-1015
VF-02-1040
8方切換
VF-02-1058
VF-02-1050 垂直ポート6方切換
インジェクター用
VF-02-1065

切換タイプ

耐圧
接液部材質
40 MPa (5800 psi)
SUS , PEEK
40 MPa (5800 psi)
PEEK (外殻SUS)
20 MPa (2900 psi)
PEEK
40 MPa (5800 psi) SUS , PEEK , ｾﾗﾐｯｸ
40 MPa (5800 psi) PEEK (外殻SUS) , ｾﾗﾐｯｸ
40 MPa (5800 psi)
SUS , PEEK
40 MPa (5800 psi)
PEEK (外殻SUS)
PEEK
20 MPa (2900 psi)
SUS , PEEK
40 MPa (5800 psi)
PEEK
20 MPa (2900 psi)
SUS , PEEK
40 MPa (5800 psi)
PEEK
20 MPa (2900 psi)
SUS , PEEK
40 MPa (5800 psi)
PEEK
20 MPa (2900 psi)
SUS , PEEK
40 MPa (5800 psi)
PEEK
20 MPa (2900 psi)

接続配管径
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”
1/16”

接続ネジ規格No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF
No.10-32UNF

流路径
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.25 mm (0.01”)
0.25 mm (0.01”)
0.25 mm (0.01”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)
0.25 mm (0.01”)
0.25 mm (0.01”)
0.4 mm (0.016”)
0.4 mm (0.016”)■参考寸法図

60

156.5
50

製品仕様
型式
駆動部
切換モード
エアー配管*¹
質量*²415
エアー駆動型
2方スイッチング
1/8”
約0.7 kg*1: 1/8”以外の配管についてはお問い合わせください。
*2: 質量は参考値です。バルブヘッドにより異なります。
＊ バルブヘッドの仕様についてはお問い合わせください。

25

OEM UNIT【組込型】エアー駆動バルブ (電源不要)
Air Valve 415 series

8. 配管部品○SUSフィッティング, 1/16”チューブ用
超高圧フィッティング (耐圧140 MPa)
Dual-Fitt
繰り返し使える超高圧ジョイント特長□ チューブの共回転を軽減□ 六角タイプと手締めタイプの2種類をラインアップ□ フェラルがチューブに固着せず、繰り返しご使用可能

締め付けトルクの目安※チューブの仕様によって異なります。

12.5

6

(8.5)

締め付け
トルク

0.4 N・m

0.8 N・m

1.4 N・m

耐圧

50 MPa(7252 psi)

100 MPa(14500 psi)

140 MPa(20300 psi)

φ3.5

φ3

品名 : Dual-Fitt SET
型式 : 9620
材質 : SUS316 , PEEK
数量 : 各10個
価格 : ￥13,200

品名 : Dual-Fitting
型式 : 9621
材質 : SUS316
数量 : 10個
価格 : ￥5,500

品名 : 交換フェラル
型式 : 9623-05 (5個) , 9623-10 (10個)
材質 : SUS316 , PEEK
数量 : 5個 , 10個
価格 : ￥6,600 (5個) , ￥11,000 (10個)

高圧フィッティング（耐圧40 〜 50 MPa）
Dual-Fittシリーズ (No.10-32 UNF , 外径1/16”チューブ用）
8
φ12

16

品名 : Dual-Fitt Easy SET
型式 : 9622
材質 : SUS316 , PEEK
数量 : 各2個
価格 : ￥5,500

品名 : 交換フェラル
型式 : 9623-05 (5個) , 9623-10 (10個)
材質 : SUS316 , PEEK
数量 : 5個 , 10個
価格 : ￥6,600 (5個) , ￥11,000 (10個)

高圧フィッティング（耐圧60 MPa）
DOUBLE LOCKシリーズ (No.10-32 UNF , 外径1/16”チューブ用）
11.5

16
6

5.5

6

φ3

FITTING, JOINT, TUBE

品名 : 1/16ダブルロックフィッティングS
型式 : 9301
材質 : SUS316
数量 : 10個
価格 : ￥5,500

品名 : 1/16ダブルロックフィッティングL
型式 : 9302
材質 : SUS316
数量 : 10個
価格 : ￥6,600

品名 : 1/16ダブルロックフェラル
型式 : 9401
材質 : PEEK
数量 : 10個
価格 : ￥5,500

高圧フィッティング（耐圧40 MPa）
SUSフェラルタイプ (No.10-32 UNF , 外径1/16”チューブ用）
11.5

16
6

品名 : 1/16フィッティングS
型式 : 9501
材質 : SUS316
数量 : 10個
価格 : ￥5,500

6

4
φ3.5

品名 : 1/16フィッティングL
型式 : 9502
材質 : SUS316
数量 : 10個
価格 : ￥6,600

26

品名 : 1/16フェラル
型式 : 9601
材質 : SUS316
数量 : 10個
価格 : ￥5,500*価格には消費税を含んでいません。

○SUSユニオン , ジョイント , チューブ
SUSユニオン

30

24

6

36

10

8

品名 : ユニオン
型式 : 9511
材質 : SUS316
規格 : No.10-32 UNF
内径 : 0.5 mm
数量 : 1個
価格 : ￥4,000

品名 : 1/8 x 1/16レデューシングユニオン
型式 : 9309
材質 : SUS316
規格 : M8×1.25 , No.10-32 UNF
内径 : 1.0 mm
数量 : 1個
価格 : ￥5,500

品名 : 1/8ユニオン
型式 : 9330
材質 : SUS316
規格 : M8×1.25
内径 : 2.0 mm
数量 : 1個
価格 : ￥7,700

品名 : 3方ジョイント φ0.5
型式 : 9513-05
材質 : SUS316
規格 : No.10-32 UNF
内径 : 0.5 mm
数量 : 1個
価格 : ￥6,600

品名 : 3方ジョイント φ1.0
型式 : 9513-10
材質 : SUS316
規格 : No.10-32UNF
内径 : 1.0 mm
数量 : 1個
価格 : ￥6,600

SUS3方ジョイント (外径1/16”チューブ用)

17

25

6

品名 : 3方ジョイント φ0.3
型式 : 9513-03
材質 : SUS316
規格 : No.10-32 UNF
内径 : 0.3 mm
数量 : 1個
価格 : ￥11,000

SUS3方ジョイント (外径 3.0 mm および 1/8”チューブ用)

22

SUS4方ジョイント (外径1/16”チューブ用)

32

26
26

12

8

品名 : 1/8 3方ジョイント
型式 : 9313
材質 : SUS316
規格 : M8×1
内径 : 1.5 mm
数量 : 1個
価格 : ￥11,000

品名 : 4方ジョイント φ1.0
型式 : 9520
材質 : SUS316
規格 : No.10-32 UNF
内径 : 1.0 mm
数量 : 1個
価格 : ￥16,500

SUSチューブ（外径1/16" および 1/8")

品名 : SUSチューブ
型式 : 7022
材質 : SUS316
外径 : 1/16"
内径 : 0.5 mm
数量 : 10 m
価格 : ￥11,000

品名 : SUSチューブ
型式 : 7023
材質 : SUS316
外径 : 1/16"
内径 : 0.8 mm
数量 : 10 m
価格 : ￥11,000

27

品名 : SUSチューブ
型式 : 7024
材質 : SUS316
外径 : 1/16"
内径 : 1.0 mm
数量 : 10 m
価格 : ￥11,000

品名 : SUSチューブ
型式 : 7025
材質 : SUS316
外径 : 1/8"
内径 : 2.1 mm
数量 : 2 m
価格 : ￥11,000*価格には消費税を含んでいません。

FITTING, JOINT, TUBE

品名 : SUSチューブ
型式 : 7021
材質 : SUS316
外径 : 1/16"
内径 : 0.25 mm
数量 : 10 m
価格 : ￥11,000材質の表記・特徴について

SUS
鉄を主成分としてその表面をクロム酸化物の皮膜によって防錆を施した合金であるステンレス鋼の略号。
耐圧が高く、一般的な有機溶媒による腐食性が無いため、ポンプヘッド、バルブのステーター、配管チューブ、
フィッティングや HPLC のカラム管などに使用されます。
PEEK
耐薬品性、耐摩耗性、成形性に優れた高分子樹脂 Poly Ether Ether Ketone（ポリエーテルエーテルケトン）の略称。SUS との比較では劣るものの他の高分子樹脂より耐圧面で優れているため、ポンプヘッドやバルブのローターシールをはじめ、配管チューブやフィッティングなどにも使用されています。
特に、イオン性成分の分析時や金属を腐食しやすい溶液の送液用途に適しています。
PTFE
極めて耐薬品性に優れたフッ素系樹脂 Poly Tetra Fluoro Ethylene（ポリテトラフルオロエチレン）の略称。
あらゆる有機溶剤や強酸 / 強アルカリに耐性があるため、脱気装置の脱気チューブ、配管チューブ、
フィッティ
ングなどに使用されていますが、機械的強度が弱いため圧力負荷の小さい用途に限定されます。
PCTFE
Poly Chloro Tri Fluoro Ethylene（ポリクロロトリフルオロエチレン）というフッ素系樹脂の略称。
PTFE と比較して一部の有機溶剤では使用に制限を受けるものの強酸や強アルカリには耐性があり、かつフッ素系樹脂の中では機械的強度に優れているため、SUS、PEEK に続く第 3 のポンプヘッド材質として使用
しています。
ETFE
フッ素系樹脂である Ethylene Tetra Fluoro Ethylene copolymer（エチレン - テトラフルオロエチレン共重合体）の略称。適度な耐薬品性と機械的強度および成形性の良さも兼ね備えたバランスの良い材質であるため、配管チューブをはじめとするさまざまな部品に使用されています。
PFA
tetraﬂuoroethylene PerFluoroAlkylvinyl ether copolymer（テトラフルオロエチレン - パーフルオロアルキ
ルビニルエーテル共重合体）の略称。
PTFE にほぼ匹敵する耐薬品性を備えつつ PTFE の加工性を改良したフッ素系樹脂のため、高い耐薬品性が必要とされ、かつ PTFE では加工しにくい特殊部品に使用されます。
Tefron ™ AF
特定のフッ素系溶媒を除き PTFE に匹敵する高い耐薬品性を備えたアモルファスフッ素樹脂。従来のフッ素系樹脂と比較して非常に高い気体透過性を有するため脱気装置の脱気チューブに使用されています。
Tefron ™ AF は米国ケマーズ社の登録商標です。
FFKM
テトラフルオロエチレン - パーフルオロビニルエーテル系のフッ素ゴムで、ゴムの中では最も高い耐薬品性を有するパーフルオロエラストマー。
耐薬品性が要求され、かつゴムの弾性が必要な部品に使用されます。
UHMW-PE
Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene（超高分子量ポリエチレン）の略称。
適度な柔らかさのわりに機械的な強度を有する高分子樹脂で、耐薬品性や耐摩耗性に優れているため、ポンプのプランジャーシールに使用されています。
PPS
Poly Phenylene Sulﬁde（ポリフェニレンスルフィド）の略称。
耐薬品性と機械的強度、優れた成形性を兼ね備えたコストパフォーマンスの高いスーパーエンジニアリング
プラスチック。脱気装置の真空チャンバーに使用しています。
POM
Poly Oxy Methylen（ポリオキシメチレン）の略称で、一般にはポリアセタール樹脂と呼ばれる。
耐薬品性、強度、摺動性、耐摩耗性の物性バランスとコストパフォーマンスに優れたエンジリアニングプラス
チックで、
フィッティングに使用しています。
36

MEMO

MEMO

弊社ホームページでは、製品情報のほかに、最新カタログや技術情報もダウンロードしていただけます。
詳しくは http://www.ﬂom.co.jp へアクセスしてください。

株式会社 フロム
〒198-0024

東京都青梅市新町5-32-10
TEL ：0428-30-7451
FAX：0428-30-7452