64ｋ～6.3Ｍインタフェースのビットエラーテスタ

DIGITAL PATH TESTERⅡ 1012A
伝送装置や無線装置間の回線開通や障害切分けなど、現場作業に最適です。
高速デジタル専用線（64k/128k～1.5M～6.3M）やデジタルハイアラーキ0次群～2次群に対応し、エラーカウント、ビットエラー挿入、擬似警報の挿入などにより伝送装置や無線装置間の回線開通や障害切分けなどを手軽に測定するハンディタイプのテスタです。

新機能

遅延測定機能を追加しました。
インタフェース毎にμ秒単位で遅延測定が可能で、次世代パケットトランスポートネットワークの構築・開通の場面で遅延時間の確認に利用できます。
豊富なレガシーインタフェース■デジタルハイアラーキ 0次群（64k）1次群（1.5M）
2次群（6.3M）■高速デジタル専用線 64k/128k （I.430a)
1.5M （I.431a）
6.3M （G.703a）

試験機能■測定結果はｴﾗｰ数／ｴﾗｰﾚｰﾄで表示■遅延測定(1μs～999ms)■TS（タイムスロット）単位での測定が可能■ビットエラー挿入可能■外部クロック入力端子あり

操作性■持ち運びに便利なハンディタイプ■液晶ディスプレイ（ドット）による表示■ボタン操作による簡単設定■電源は乾電池（単3×4）またはACアダプタ

寸法：110(W)mm×200(H)mm×45(D)mm
質量：約700g(電池含む)※”DIGITAL PATH TESTER”はＮＥＣネッツエスアイ株式会社の登録商標です。

使用例
I.430/I.431a/G.703
64k/1.5M/6.3M

お客様装置

回線多重装置I.430/I.431a/G.703
64k/1.5M/6.3M

お客様装置

回線多重装置

マイクロ無線回線※デジタルパステスタⅡ（1012A）は、下記の後継機です。
<旧ハンディミニテスタシリーズ>
デジタルパステスタ （1011A）

対向試験 （ビットエラー試験/エラーレート測定）

BRIテスタ （1022B）
I.431aテスタ （1023A）
64k/128k(I.430a)
1.5M(I.431a)
お客様 6.3M(G.703a)

装置

伝送装置

パケットトランスポート網伝送装置

64k/128k(I.430a)
1.5M(I.431a)
6.3M(G.703a) お客様

G.703aテスタ （1024A）（一部機能が異なりますので、仕様をご確認下さい。）

1台4役装置遅延測定
64k/128k(I.430a)はループ機能で折り返し1.5M(I.431a)、6.3M(G.703a)はケーブル折り返しでの測定を推奨します。

主な仕様

仕 様

項 目

デジパスモード
0次群：64k(NF）
1次群：1.544M (12MF/新24MF/NF)
2次群：6.312M (MF/NF)

インタフェース

64k：Mｺﾈｸﾀ
1.5M：Mｺﾈｸﾀ
6.3M：SP型同軸ｺﾈｸﾀ
Point-to-Point接続
64kbps/1.544Mbps/6.312Mbps
64k：AMI
1.5M：AMI or B8ZS
6.3M：AMI or B8ZS
64k：64k
1.5M：64k～1544k
6.3M：64k～6312k

物理インタフェース
接続形態
ビットレート

共通項目

伝送符号則
ベアラ速度
測定時間
測定パターン
エラーレート表示
エラー数表示エラー挿入
対向先接続形態
遅延測定内容遅延測定間隔遅延測定範囲ビットエラー
試験

遅延測定

折返し機能
（ループバック）
外部クロック入力

64k:64kbps折り返し
1.5M:1544kbps（MF時1536kbps）折り返し
6.3M:6312kbps(MF時6144kbps)折り返し状態

ISO IS8877（RJ-45）
8ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｺﾈｸﾀ

ISO IS10173（RJ-48C）
溝付き8ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｺﾈｸﾀ

SP型同軸ｺﾈｸﾀ

192kbps

ＮＴまたはＴＥへPoint-to-Point接続
1.544Mbps

AMI

B8ZS

B8ZS

64k/128k/192k/256k/
384k/512k/768k/1152k/1536k

64k/128k/192k/256k/
384k/512k/768k/1152k/
1536k/3072k/4608k/6144k

B1/B2/D/B1+B2/B1+B2+D(B1+B2+Dはビットエラー試験のみ)

NTまたはTEへ
2B+D折返し6.312Mbps

ケーブル折り返し

NTまたはTEへ１次群信号（1536kbps）折返し

NTまたはTEへ２次群信号（6144kbps）折返し

64kHz+8kHz複合ﾊﾞｲﾎﾟｰﾗ
Mｺﾈｸﾀ
外部ｸﾛｯｸ入力断（CLK DOWN）
ﾃﾞｰﾀ入力異常（REC）
測定ﾊﾟﾀｰﾝ同期外れ（SYNC LOSS）
測定中表示（＊)
対局警報信号受信（RAI/SEND）
警報信号受信（AIS）

表示

環境条件

G.703aモード
2次群ﾕｰｻﾞ網ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(TTC JT-G703-a)

インタフェース
物理インタフェース
警報

寸法・質量

I.431aモード
1次群ﾕｰｻﾞ網ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(TTC JT-I431-a)

自動制御（1分/3分/10分/15分）または手動制御（MANU）
PN9/PN11/PN15/PN20/PN23/ALL0/ALL1/1010/1000
0.1E-9～9.9E-1(ｴﾗｰなしの場合：0.0E-0、0.1E-9を下回った場合：0.0E-9)0～99999/OVER
1秒毎に1bit誤り挿入、1回押下毎に1bit誤り挿入
対向先ループバック
最大遅延時間/最小遅延時間/ｶﾚﾝﾄ遅延時間
1S
1μs～999ms(1μs単位)

ケーブル折り返し

警報状態
表示

使用電源

BRIモード基本ﾕｰｻﾞ網ｲﾝﾀﾌｪｰｽ(TTC JT-I430またはJT-I430-a準拠)※TEへの給電機能なし

ACDC
寸法
質量
温度
湿度

外部ｸﾛｯｸ入力断（CLK DOWN）
測定ﾊﾟﾀｰﾝ同期外れ（SYNC LOSS）
測定中表示（＊）
給電検出（PWR RCV）
ﾚｲﾔ１起動（T SYNC）
4行×20文字 白黒液晶表示
AC100V±10% 50/60Hz(ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ使用)
単三形電池 4本
110(W)x200(H)x45(D)mm（但し、突起物を除く）
約700g(電池含む)
0～40℃
40～85%（但し、結露しないこと）

外部ｸﾛｯｸ入力断（CLK DOWN）
ﾃﾞｰﾀ入力異常（REC）
測定ﾊﾟﾀｰﾝ同期外れ（SYNC LOSS）
測定中表示（＊）
対局警報信号受信（RAI/SEND）
警報信号受信（AIS）

価格・構成品
標準価格：オープン■テスタ本体：１台■キャリングケース：１個■ACアダプタ：１個■充電器セット（充電池4本付き） ：１式■取扱説明書（CD-ROM）：１枚

安全に関するご注意■ IS8877-IS8877 8ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｹｰﾌﾞﾙ（2m） ：１本■ IS10173-IS8877 8ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｹｰﾌﾞﾙ（2m） ：１本■ IS10173-IS10173 8ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗｹｰﾌﾞﾙ（2m） ：１本■ 8ﾋﾟﾝﾓｼﾞｭﾗ用ﾛｰｾﾞｯﾄ IS8877ﾀｲﾌﾟ：１個■ M1P-M1Pｹｰﾌﾞﾙ（2m）：３本■ SP-SP同軸ｹｰﾌﾞﾙ（2m）：２本※本商品の設置・接続・使用に関しましては、取扱説明書などに記載しております注意事項や禁止事項をあらかじめ熟読の上必ずお守り下さい。

お問い合わせは、下記のＮＥＣネッツエスアイへ
キャリア・パブリックソリューション事業本部
パブリックソリューション事業部 サービスソリューション部
電話 （03）5427-4331（ダイヤルイン） FAX （03）5427-4339
e-mail ： products@dm.nesic.com
URL ： http://www.nesic.co.jp/※外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当する場合は、日本国外に持ち出す際に日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。
※記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載内容は、2017年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。
※本カタログの内容は予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。

〒112-8560 東京都文京区後楽二丁目6番1号 飯田橋ファーストタワー

電話 （03）6699-7000（大代表）