新世代半導体レーザーシステム

ADL-20ASUKA MEDICAL Inc.

新世代半導体レーザーシステム

ADL-20

出力２０Wの半導体レーザーが、高い操作性とコストパフォーマンスを実現します
ADL-20は、コンパクトで軽量な半導体レーザーシステムです。

最大20Wの余裕ある出力で、豊富なオプションとともに処置の幅を広げます。

わかりやすく視認性がよいタッチパネルは、正確、確実な操作をサポートし、やさしいデザインで患者さんに威圧感を与えません。

コンパクト、ポータブルでスペースを選ばず、迅速な治療に貢献します。

移動や設置が容易な小型・軽量設計
メタルプローブによる高速切開能力、高い止血能力を有しながらもポータブル性を実現しました。

AC100V電源の為、外来での処置にも対応
従来のNd:YAGレーザと違い200V電源が不用なため、使用場所を選びません。

豊富なアクセサリーが多様な手技に対応
ベアファイバー、コンタクトプローブ、メタルプローブなど豊富なプローブと種々のハンドピースの組み合わせにより多くの臨床に対応します。

ランニングコストを軽減
低コストプローブにより低ランニングコストを実現。本体も励起ランプ等が不用で保守も低コスト化されました。

操作が簡単なタッチパネル
タッチパネルにより操作が簡単に行えます。

メタルプローブによる切開
従来のYAGレーザーや半導体レーザーの切開よりもスピードが速く熱侵襲も少なくなっています。

1mm
メタルプローブでの砂肝の切開（10W）

HE染色による切開面顕微鏡写真

アクセサリープローブ接続型ハンドピース付レーザーファイバー
ハンドピース・プローブの組合せにより、目的に応じた使用が可能となります。

単位：mm

NARH4
商品コード：OMB094

32135

NARH5
商品コード：OMB095

135

12135

10

NARH6
商品コード：OMB098

312

92

NARH7
商品コード：OMB099

135

3515

NARH9
商品コード：OMB101
135385

NARH10
商品コード：OMB102

135

105

30

サファイアスカルペル用
名称
MTRシリーズ

ERPシリーズ

GRPシリーズ

型番MTR1.8MTR2.2
MTR3
ERP4
ERP6
ERP8
GRP4
GRP6
GRP8

プローブ
外径（mm）
1.82.22.22.22.22.22.22.22.2

レーザーファイバー
先端径
1.8mm
2.2mm
3.0mm
0.4mmø
0.6mmø
0.8mmø
0.4mmø
0.6mmø
0.8mmø

長さ（mm）
1.3
1.53.5191919999

商品コード
OMB085
OMB086
OMB122
OMB080
OMB081OMB082
OMB070
OMB071OMB072

プローブ接続型ハンドピース付レーザーファイバー
NARHシリーズ

内視鏡ファイバー用内視鏡の鉗子口径に応じて選定してください。
先端プローブ

名称

長さMTR1.8

AFE1.83.5m

ーベアファイバー400

3.5m

MTR2.2ー

AFE2.2

ベアファイバー600

3.5m
3.5m

レーザーファイバー
コア外径

外径

商品コード2.2mm

OMB056

600µm

1.8mm

400µm

0.73mm600µm
600µm1.04mm■レーザーファイバー AFE1.8■レーザーファイバー AFE2.2400µ600µ■ベアファイバー400

OMB055OMB140OMB139■ 先端プローブ MTR1.8 / MTR2.2（詳細はサファイアスカルペル用の表を参照ください）■ベアファイバー600■台車（Zカート）■台車（UNIカート）

ファイバースカルペル・メタルプローブ用
ハンドピース・プローブ・ファイバーの組合せにより、目的に応じた使用が可能となります。
L=40、90、360㎜

140㎜

L

①

ユニバーサルハンドピース
商品コード：OMA023②①ユニバーサルプローブ
形状名称

長さ

チゼル

40mm

切開・止血

ユニバーサルプローブ

蒸散・凝固

切開・止血・凝固オープン

M5チゼルプローブ 商品コード：OMA005

M5ラウンドプローブ 商品コード：OMA015

M5オープンプローブ 商品コード：OMA035

M1チゼルプローブ 商品コード：OMA001

M1ラウンドプローブ 商品コード：OMA011

M1オープンプローブ 商品コード：OMA031

M6チゼルプローブ

M6ラウンドプローブ

M6オープンプローブ

M8チゼルプローブ 商品コード：OMA008

M8ラウンドプローブ 商品コード：OMA018

M8オープンプローブ 商品コード：OMA038

M4チゼルプローブ

M4ラウンドプローブ

M4オープンプローブ

M9チゼルプローブ 商品コード：OMA009

M9ラウンドプローブ 商品コード：OMA019

M9オープンプローブ 商品コード：OMA039

商品コード：OMA006

90mm

ラウンド

商品コード：OMA016

商品コード：OMA004

商品コード：OMA036

商品コード：OMA014

商品コード：OMA034

360mm②レーザーファイバー
名称

ベアファイバー400
ベアファイバー600

ユニバーサルファイバー（イエロー）

長さ コア外径組合せ

商品コード

ファイバースカルペル用オープンプローブ

OMB139

3.5m

400µm

ファイバースカルペル用オープンプローブ

2.5m

600µm

メタルプローブ（チゼル・ラウンド）

3.5m

600µm

OMB140400µ600µ600µ

ベアファイバー400

ベアファイバー600

ユニバーサルファイバー（イエロー）

OMA022

ユニバーサルバイポーラ先端拡大図

235㎜

600µ193㎜
商品コード：OMA020、OMA021

ユニバーサルファイバー（イエロー）単回使用レーザーガイド用プローブ■400TR 一体型レーザーガイド用プローブ（ラウンド）
商品コード：OMB017■400TR 一体型レーザーガイド用プローブ（ラウンド）N
商品コード：OMB018
医療機器承認番号：22200BZX00080000

PTC針（単回使用胆管造影用針）先端部（50mm）には、粗面加工を行っておりますので超音波診断装置の画像上で先端位置の確認が容易です。
10mm毎にメモリがありますので、手元での刺入距離の確認ができます。
メルクマールが付いていますので、正確な穿刺の目安になります。
■PTC針 B型KU
サイズ

カラー

長さ

商品コード

18G

ピンク

150mm

OMB031

サイズ

カラー

長さ

商品コード

18G

ピンク

150mm

OMB028B型KU先端部■PTC針 B型

超音波反射加工

B型先端部
粗面加工（先端部から外針、スタイレット共50mm）

医療機器承認番号：16200BZZ00192000

針管部（10mm毎メモリ付）

メルクマール

針基

スタイレット基

スパイナル針 P型
穿刺はスムーズでかつ適度な刺通抵抗がありますので、指先の感覚で挿入位置の確認が容易に行えます。
外針刃面とスタイレット先端部が一致しています。
また、スタレット基の凸形状により刃面方向の確認ができます。

サイズ

カラー

長さ

商品コード21G

グリーン

90mm

OMB029

医療機器承認番号：16200BZZ00191000

針基部

針先端部

凝固用電気手術器

チストップ

特長
バッテリー方式の採用によりポータブル性に優れ場所を選びません
人間工学に基づき設計された、バイポーラ鑷子と手元スイッチを一体化させたハンドピース
可搬性に優れた軽量・コンパクトな設計
バイポーラ専用により対極板不要低侵襲凝固が可能な1.7MHz高周波ラジオ波採用
認証番号：222AGBZX00024000
クラス分類：クラスⅡ／指定管理医療機器／特定保守管理医療機器

力0〜30W

周波数

1.7MHz

電源

専用バッテリー（7.2V）

重量1.3kg

寸法185ｍｍ（Ｗ）×153ｍｍ（Ｄ）×43mm（H）

出標準セット①本体④②バイポーラハンドピース③バイポーラ鑷子⑤⑥（当社認証対象外）④専用バッテリー⑤充電器⑥バッテリーアダプター②③①ADL＋チストップ

オプション
バイポーラケーブル

フットスイッチ

フットスイッチを使用する際、バイポーラ鑷子を接続するコードです。
長さ：4m（当社認証対象外）

バイポーラケーブルを使用する際の出力スイッチです。
長さ：2m ／ 3m ／ 4m

バイポーラ鑷子

スタンド

各 科 に 対 応 する豊 富 な 各 種 バ イ
ポーラ鑷子を用意しています。
（当社認証対象外）

バイポーラハンドピース用スタンドです。

※アクセサリー類（フットスイッチ除く）は要滅菌（オートクレーブ可能）
製造販売元：iMedJapan株式会社

仕様
モデル

ADL-20レーザータイプ

ダイオードレーザー（クラス4レーザー装置）

波長

半導体 波長810nm±10nm

チャンネル

1出力ポートSMA905出力

最大出力20W

オペレーション・モード

連続モード
リピートモード（ON、OFF設定時間0.01〜5.0秒）

操作方法

タッチパネル方式

冷却空冷方式

重さ6kg

寸法170mm（幅）×330mm（奥行き）×240mm（高さ）

必要電源(消費電力）

AC100V、50/60Hz（165W）※外観・仕様・構成は製品改善の為予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
承認番号：22500BZX00520000（ADL-20）高度管理医療機器/特定保守管理医療機器（設置）22500BZX00394000（飛鳥レーザーアクセサリー）高度管理医療機器
21500BZZ00284000（ベアファイバー400/600）高度管理医療機器／特定保守管理医療機器 20100BZZ00015000（ERP/GRP）高度管理医療機器／特定保守管理医療機器（設置）21500BZZ00253000（AFE）高度管理医療機器／特定保守管理医療機器 21500BZZ00253000（MTR/NARH）高度管理医療機器

その他■ 保護メガネ（大・標準） ■ ファイバークリーナー■ ハンドピースホルダー■ 付属品ケース■ 送気ポンプ（オプション）■ ファイバーカッター■ パワーメーター（オプション）■ ファイバーストリッパー■ 保護メガネ

クリアビュータイプ（オプション）

低侵襲治療、最小侵襲手術（MIS = minimally invasive surgery）といった患者の身体的負担の少ない医療は、いよいよ主流となりつつあります。
レーザー医療機器は、そういった、からだにやさしく自在な治療ができるツールとして注目を集め、急速に進んだ技術応用、著しい進歩のもと、医療現場で欠かせない存在として貢献するようになりました。
飛鳥メディカルは、そのパイオニアとして、さらに進化する技術を牽引してまいります。
飛鳥メディカルのレーザー治療機器・アクセサリー詳細情報や、関連セミナー展示会情報は、ホームページ www.asuka-med.comに、随時更新・公開しております。
また、レーザーアクセサリー紹介ページでは、注文書PDFをダウンロードいただき、簡単な手順でご注文いただけます。

これからの医療に、先進の技術で応える

飛鳥メディカル株式会社
本社〒600-8231 京都市下京区油小路通下魚棚下る油小路町288 井筒堀川ビル3Ｆ
TEL . 075-342-5477 FAX . 075-342-5488
東京営業所〒111-0032 東京都台東区浅草4-27-2-432
TEL . 03-6802-3540 FAX . 03-6802-3541
大阪オフィス〒540-0012 大阪市中央区谷町2-3-1第2ターネンビルディング5F
TEL . 06-7878-6993
URL

www.asuka-med.com

お問い合せとご用命はこちらへ