リオン音響・振動計測器
2023

総合カタログＪＣＳＳ校正事業者について
リオン株式会社 品質保証室は、「音響・超音波」「振動加速度」の区分の国際MRA（相互承認）対応JCSS認定事業者（認定番号JCSS0197）です。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、
アジア太平洋認定協力機構（APAC）
および国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。国際MRA対応JCSS認定事業者として登録されたことにより、リオンはJCSS校正した認定範囲の音響測定器等（サウンドレベル
メータ、計測用マイクロホン、音響校正器）
および振動加速度測定装置等（振動ピックアップ、振動加速度計）に、ILAC MRA付きJCSS認定シンボルの入った校正証明書を発行することができます。
この校正証明書の校正結果は、MRAを通じて、国際的に受入可能です。

ＪＣＳＳ対応音響・振動計測器■サウンドレベルメータ■計測用マイクロホン■音響校正器■圧電式加速度ピックアップ

当社は、認定基準としてISO/IEC17025を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、
アジア太平洋認定協力機構（APAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証室の認定番号です。

対応器種

サ ウンドレ ベ ル メ ータ
計 測 用 マ イ ク ロ ホ ン
ピ
ス ト ン
ホ
ン
音
響
校
正
器
標準圧電式加速度ピックアップ
圧 電 式 加 速 度 ピックアップ

NL-43、NL-53、NL-63、NL-42A、NL-52A、NL-62A、NL-42、NL-52、NL-62、NL-20、NL-21、
NL-22、NL-31、NL-32、NL-26、NL-27、NA-28、NA-42S
UC-30、UC-31、UC-52、UC-53A、UC-57、UC-59
NC-72A、NC-72B
NC-74、NC-75
PV-03
PV-85、PV-86、PV-90H

計量法指定製造事業者について
当社は計量法における特定計量器の騒音計および振動レベル計の事業区分において、計量法に基づく指定製造事業者に指定されています。指定製造事業者とは優れた製造技術および品質管理能力を有する特定計量器の製造事業者として認定され、製造する特定計量器に対して国家検定と同等の計量法検定検査規則に基づく検査を行い、合格した特定計量器に基準適合証印を付すことができる製造事業者のことです。この基準適合
証印は検定証印と同じ法的効果を有し、基準適合証印が貼付された特定計量器は、取引または証明における計量に使用することができます。
指定製造事業者の指定日および指定番号について●騒
音 計
指定日：平成10年5月13日、指定番号：341301● 振動レベル計
指定日：平成12年3月 6日、指定番号：351301

ISO

CEマーキング

ＩＳＯ１４００１認証
当社は､1999年に環境マネジメントシステムの国際規格
ISO14001の認証を取得し、維持しています（ISO14001：2015）。
ＩＳＯ ９００１認証
当社は、1993年に品質マネジメントシステムの国際規格
Ｉ
ＳＯ９００１の認証を取得し、維持しています（ISO 9001：2015）。

欧州経済領域で流通する製品には、CEマークの貼付が義務付けられています。
※CEマークは、製品が適用される規定に適合していることを示す
ものとして、製造者の自己責任において貼付するものです。

「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」について（ISO/IEC 17025）
リオンサービスセンター株式会社は、「試験所が正確な結果を出す能力」に関する国際規格であるISO/IEC 17025の認定を取得しました。
サウンドレベルメータ及び音響校正器のメーカーの校正事業者として国内で初めての認定となります。※
ISO/IEC 17025は試験所・校正機関が正確な測定や校正結果を生み出す能力があるかを第三者認定機関が認定する規格であり、製品検査
や分析・測定などを行う試験所及び計測機器の校正業務を行う校正機関に対する要求事項が定められています。認定を受けた機関は、製品管理・品質管理を行う上でのマネジメント力と信頼性のある試験・校正結果を生み出す技術力が国際的に認められています。
※サウンドレベルメータの校正方法である、IEC 61672-3（電気音響−サウンドレベルメータ（騒音計）−第3 部：定期試験）、及び当該サウンドレベルメータを校正するための音響校正器の校正方法である、IEC 60942（電気音響−音響校正器） Annex B（定期試験）

対応器種

サ ウンドレ ベ ル メ ータ
ピ
ス ト ン
ホ
ン
音
響
校
正
器

NL-43※、NL-53※、NL-63※、NL-42A、NL-52A、NL-62A、NL-42、NL-52、NL-62、NL-27、NA-28
NC-72A、NC-72B
NC-74、NC-75※対応予定Sound Level Meter
Vibration Meter
Frequency Analyzer

記録計■ 精密騒音計・普通騒音計■ 騒音計ユニット■ 航空機騒音観測システム

P6〜11
P13

■ データレコーダ／ソフトウェア

P4３

P12〜13■ 計測用マイクロホン／プリアンプ

P14

Seismometer■ 部品（騒音測定用）／校正器／三脚ほか

P15

地震計

P16
P17

■ 騒音計の接続例

P18■ 環境基準・騒音規制法で規定されている
P19■ 強震計測装置

P4４〜4５■ 感震器（静電容量式、
サーボ式）／
地震警報記録装置

P4４〜4５

Related Products

地震計■ 騒音計測器の選択例／計測用マイクロホンの選択例■ 計測用マイクロホンの組み合わせ例

騒音の評価量P42〜43■ レベルレコーダ

Recorder

騒音計

Seismometer

Recorder

記録計

Sound Level Meter

周波数分析器

P4〜５

振動計■ リオンのグリーン製品

騒音計

INDEX

関連製品
振動計
■ 圧電式加速度ピックアップ■ サーボ加速度計ほか

リアルタイム音源可視化システム
P20
P21■ 振動レベル計

P22〜23■ 汎用振動計／故障シミュレータ

P24〜25
P28〜29■ 振動監視計

P30■ 振動計測器の選択例

P31■ ピックアップの選び方

P32■ 振動計の接続例

P33

P4８

■ 無響箱／無響室／防音室

P4９■ 音響式容積計／体積計ほか

P５０

計測用マイクロホンコード・
ピックアップコードの外形図

P5１

測定のための組み合わせ概説

周波数分析器■ 多チャンネル分析処理器／ソフトウェア／■ 多機能計測システム

P60■ 振動と振動計

P61■ 周波数と周波数分析器

P62■ 音と振動の記録

P63■ 地震と地震計

P64

P34〜39
P40〜41

One Point

P65

品質書類

P66

会社概要

索引

■ その他リオングループが提供する
サービス

P67

■ 一般財団法人小林理学研究所

P68■ リオン株式会社

P69

■ 索引
（型式）

P70

■ 索引
（品名）

P71

One Point品質書類 会社概要

インテンシティプローブ／判定システム■ 騒音と騒音計

概説

Frequency Analyzer

P5２〜59コードの外形図

P26〜27■ 振動分析計／3軸振動計

P4７■ ビスコメータ／アコースティックダクト

測定のための組み合わせ■ 振動ユニット／2チャンネルチャージアンプ

P46■ 建築音響測定用衝撃音発生器

Related Products■ アコースティックカメラ／

関連製品

Vibration Meterリオンのグリーン製品
環境に優しい製品を提供するために設定した当社基準「リオングリーン調達ガイドライン」に基づき、有害化学物質を含有しない製品を提供できるよう部品の調達、製品の開発に取り組んでいます。

精密騒音計・普通騒音計

NL-43/53/63

通信機器との接続を強化するためのLAN端子を搭載。USB Type-C端子の搭載により、モバイルバッテリからのUSB給電が可能に。本体には操作キーと、大きく見やすい3.5
インチのカラー液晶タッチパネル搭載によって、直観的な操作性を実現。騒音レベル、等
価騒音レベル、騒音レベルの最大値、最小値のほか、時間率騒音レベル、騒音暴露レベ
ルの測定機能を有し、測定結果は本体内部メモリまたはSDカードに記録。1レンジ化に
よりレンジ切換が不要。ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1等の規格に適合。表示は日本語および英語などの多言語対応。
端子は、LAN、USBの他、交流出力、直流出力、RS-232Cを装備。本体はIP54（マイクロホン部を除く）の防水性能を有し、屋外測定も可能。電源は単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池の使用が可能。NL-63は、可聴周波数帯域および超低周波音（１Hz〜20 kHz）の音圧レベルを計測可能。

NL-43

NL-53

NL-63

普通騒音計

音圧レベル計測アンプ

シンプルな操作で、100 ｄＢの広いリニアリティレンジ、

幅広い周波数範囲、測定レベル

NA-42

NL-27

30〜137 ｄＢの騒音レベルを１レンジで測定可能。

範囲を備え、さまざまなマイク

小型・軽量。Lp、Leq、LE、Lmaxの測定に対応。

ロホンの接続に対応した音響計※マイクロホンの延長使用はできません。
※プログラムカードに対応しません。

測用の測定器。

航空機騒音観測システム

騒音計ユニット「航空機騒音に係る環境基準」に対応した評価値を算

音 響・環 境 騒 音の測定にフレキシブルに対応

出でき、航空機騒音を自動で観測するシステム。航空

できるよう、筺体を連結する騒音計ユニット。

機識別率が向上し、より正確な計測情報で長期間の連

Ａ、Ｃ、Z特性、交流・直流出力を有し記録計や続監視。本体の小型・軽量化により設置作業を簡素化。

分析器に接続可能。

NA-39A

UN-14

さらに消費電力の約50 % ※削減を実現しました。
※従来製品NA-37との比較

振動計ユニット
ピストンホン

音響校正器

NC-72B

NC-75

UV-15

広範囲な振動測定に対応する振動計ユニット。
３種類の入 力端子と交流、直流出力端子を備
え、振動速度信号、振動変位信号に変換する積JIS C 1515：2020クラスLS/M、

JIS C 1515 : 2020クラス1に適合。

クラス１/Mに適合。音圧レベル114 dB、1インチ、1/2インチさらに1/4インチ

250 Hzの音を発生する校正音源。

（アダプタオプション）のマイクロホンに対応。

分器と３種類の指示特性を装備。

2チャンネルチャージアンプ
圧電式加速度ピックアップ
PVシリーズ4

UV-16

入 力端子と交流出力端子を各２チャンネル装備。筺体を連結して多チャンネル化。振動速度測定の目的によって使い分けができるよう、

信号、振 動変 位信号に変 換する積 分 器とハイ

0.7ｇの超小型から大出力、高感度、耐高温度・パス、ローパスフィルタ、記録計や周波数分析

原子炉施設対応、
３方向さらにアンプ内蔵型などを用意。

器を校正する発振器を内蔵。

Sound Level Meter
Vibration Meter
Frequency Analyzer

組み合わせて、さまざまな測定に対応。
プラットフォームとアンプは、無線ドックの使用により離れた場所での周波数分析器プラットフォームとアンプから構成。分析用のプログラムや無線ドックを

振動計

SA-A1

騒音計

多機能計測システム

測定が可能。各種の入出力端子を備えるため、システムの拡張が可能。

現場で音響・振動波形や各種電圧信号を収録。

振動レベルおよび振動加速度レ

収録したデータは、WAVE形式でSDカード

ベルの瞬時値や時間率レベル、（最大32 GB）に収録し、コンピュータで波形分

時間平均レベル、最大値、最小値

析処理が行えます。ユニット間で同期すると、を3方向同時に測定。

最大8チャンネルまでの同期が可能。

最大32 GB SDカードに対応。単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素

Seismometer

振動レベル計 VM-55
地震計

4チャンネルデータレコーダ DA-21

記録計Recorder

操作性に優れた、大型のタッチパネル式カラー液晶を採用。

充電池で27時間測定を実現。オプションプログラムの追加で3方向同時波形収録、1/3オクターブバンド分析などが可能。

汎用振動計 VM-83に優れたTFTカラー液晶を採用し、測定に便利

圧電式加速度ピックアップ・サーボ

Related Products測に対応したハンディタイプ。表示器は、視認性

FFT分析機能付きの振動計。設備診断や現場計を測定、評価する振動計。サーボ加最大110 dBのダイナミックレンジ。USB端子、速度計を使用すると0.1 Hz〜の超SDカードスロットを装備。

低周波域の測定ができます。加速度、速度、変位の測定が可能。

ビスコメータ多チャンネル分析処理器

測定範囲：0.3〜4 000 dPa・s

ロータに働く粘性抵抗（トルク）を計測する回転円筒式粘度計です。重油、塗料、接着剤などの工業製品や、食品の製造工程の品質管理が可能。

SA-02M（4チャンネル拡張型）

概説

VT-06

コードの外形図

加速度計を接続し検出された振動周波数は51.2 kHz。24 bit A/D変換による

SA-02A4（4チャンネル固定型）

SA-02M

SA-02A4持つ周波数分析器。センサ直結可能でTEDSにも対応。操作は簡単。
さまざまなオプションソフトを用意。

総務省消防庁が提案した震度情報ネット
2台の感震器を組み合わせたAND動作、

デジタル出力感震器 PV-24

OR動作による制御も可能であり、幅広い

3方向±4 000 Galまでの計測範囲を有し、用途に対応。各種演算値・波形をSDカード

強震計測装置SM-28/29/47に接続可能。

に記録し、イーサネット/RS-232Cインタフェースにも対応。

小型でダイナミックレンジが広いデジタル出力感震器。

ワークに対応できる強震計測装置。

5

One Point品質書類 会社概要

FFT分析機能能と1/1、1/3、
1/12オクターブバンド分析機能を合わせ

強震計測装置 SM-28

測定のための組み合わせな日本 語メニューも表 示 可 能 。サンプリング

関連製品

振動分析計 VA-12

Sound Level Meter

騒音計（精密騒音計）

オクターブ、1/3オクターブバンド実時間の同時分析が可能
操作が簡単な高機能騒音計
現場での使用に適した機能を最大限に取り込みました
指定製造事業者

指定番号：341301

精密騒音計（1/3オクターブ分析機能付）

NA-28

CF-CARD

価格 868,000 円（検定付き）

メモリカード対 応 器 種
仕様はP.15「メモリカード」を参照

840,000 円（検定なし）

オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析機能を備え、騒音計（サウンドレベルメータ）
およびフィルタの国内、国際規格に適合
分析機能は、オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定が可能
測定結果は、
メモリカード（CFカード）に直接記録。
USB接続により、本体をリムーバブルディスクとして認識、赤外線リモコン（オプション）による遠隔操作も可能
仕様

適合規格

騒音計：計量法精密騒音計
JIS C 1509-1：2017 クラス1、JIS C 1516：2020 クラス1、IEC 61672-1：2013/2002 class 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part 1 class 1
JIS C 1513-1：2020 クラス1、JIS C 1513：2002 クラス1、JIS C 1514：2002 クラス1、IEC 61260-1：2014 class 1、ANSI S1.11-2004 class 1

型式承認番号

第TF223号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）

測定機能

騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、
サブチャンネルの同時測定を行う
周波数重み付け特性、
時間重み付け特性はメインチャンネル、
サブチャンネル個別に設定選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、LN、Lpもしくは Leq、1sec

測定項目

騒音計モードのサブチャンネルでは以下のいずれか１つの測定が可能 Lpeak、Ltm5
直線動作全範囲（JIS、IEC規格による）

25 dB〜140 dB

測定レベル範囲

A特性：25 dB〜140 dB、C特性：33 dB〜140 dB、
Z特性：38 dB〜140 dB

測定周波数範囲

10 Hz〜20 kHz

分析周波数範囲
補正機能

オクターブ分析

16 Hz〜16 kHz（オクターブ、1/3オクターブ同時分析時〜8 kHz）

1/3オクターブ分析

12.5 Hz〜20 kHz（オクターブ、
1/3オクターブ同時分析時〜12.5 kHz）

ウインドスクリーン補正機能

ウインドスクリーン装着時に周波数特性に与える影響を低減する。補正機能のOn/Oﬀはメニュー画面で操作※ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、JIS C 1516、IEC 61672-1に適合

拡散音場補正機能

拡散音場においてANSI S1.4に適合するよう周波数特性を補正。補正機能のOn/Oﬀはメニュー画面で操作

ストア

マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録
ストアは内部メモリもしくはCFカードのいずれかに記録。内部メモリは、
1ブロックを有し、マニュアルストア、
オートストア1、2のいずれかひとつを選択可能
マニュアルストア

手動で１アドレスずつ測定結果を測定開始時刻とともに記録
測定結果を設定した時間間隔で連続記録（記録中に発生した事象に対して識別ができるよう4種類のマーカ情報の付加が可能）
オートストア中のポーズは不可

オートストア
オート1

測定時間：最長1 000時間（CFカード使用時の時間、
内部メモリ使用時は下記参照）
騒音計モード：100 msごとの Lp、Leq、Lmax、Lminを一組として、CFカードに連続記録（サブチャンネルの測定結果は記録不可）
のみ、
内部メモリ使用時：最長3 時間
サンプリング周期：100 ms（Lp、Leq、Lmax、Lmin）
をCFカードに連続記録
分析器モード：各バンドレベルとオールパスの時間重み付けサウンドレベル（Lp）
メインチャンネル：オールパス値と各バンドレベル値、サブチャンネル：オールパス値のみ
Leq,1s、
内部メモリ使用時：最大10 000個
（1 sもしくは Leq,1s時に2.7時間）
サンプリング周期：1 ms〜1 s、

オート2

騒音計モード：測定時間ごとのメインチャンネルとサブチャンネルのオールパスの測定値と測定開始時刻をCFカードへ連続記録
分析器モード：測定時間ごとにメインチャンネルの各バンドレベルとオールパス値、
サブチャンネルのオールパス値と測定開始時刻をCFカードへ連続記録
記録データ数：内部メモリ：最大1 000組、CFカード：最大300 000組

入出力

交流出力、
直流出力、
コンパレータ出力、外部トリガ入力、USB、赤外線リモコン受信

電源

単2形乾電池×4本（アルカリ乾電池15時間）、
または外部電源使用（ACアダプタNC-98E、付属）

使用温湿度範囲−10 ℃〜＋50 ℃、
10 %RH〜90 %RH

大きさ・重さ331（H）
×89（W）
×51（D）mm・約730 g（電池含む）

オプション
リモコンユニット

NA-27RC1

お問い合わせください

マイクロホン延長コード＊2

EC-04（2 m〜）

メモリカード（256 MB CFカード＊1）

MC-25LC1

11,000円

ピストンホン

NC-72B

370,000円

メモリカード（2 GB CFカード＊1）

MC-20CF2

53,000円

音響校正器

NC-75

100,000円＊1 動作を保証する当社販売品をお使いください。

6＊2 マイクロホン延長コードは、35 ｍまでが計量法の検定の対象です。

12,000円〜

価格 350,000 円

Sound Level Meter

NX-28BA

NA-28において、D値、L値などの建築物の空気音、床衝撃音遮断性能測定、
N/NC値の測定や残響時間の測定が可能
JISやISOに適合した測定や評価指標の計算が、NA-28本体で可能
データはテキストファイルで保存され、指標計算はエクセルマクロで行うことが可能
波形収録カードNX-28WRと併用することで、測定時の音圧波形を同時に記録することが可能

騒音計

建築音響カード

Frequency Analyzer

重量床衝撃音遮断性能測定結果

周波数分析器

暗騒音重ね書き測定結果

振動計

Vibration Meter

画面例

残響時間減衰曲線測定結果

仕様

オクターブバンド実時間分析、
1/3オクターブバンド実時間分析
オクターブバンド、
1/3オクターブバンド実時間の同時分析（騒音計モードは使用不可）
時間平均サウンドレベル Leq、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax
時間重み付きサウンドレベル Lp、Recorder

測定項目（測定モードによる）
測定種類

室間空気音遮断性能、
床衝撃音遮断性能（標準軽量床衝撃音による）、
床衝撃音遮断性能（標準重量床衝撃音による）、
室内騒音等級(N値もしくはNC値)、
残響時間、
外周壁空気音遮断性能、設備機器騒音価格 250,000 円

画面例

仕様

測定モード

メインチャンネルのオールパス値およびFFT（FFTモード）

分析に加え、サブチャンネルのオールパス値

地震計

NX-28FT

NA-28にFFT分析機能を付加
分析周波数範囲：20 kHz（固定）
分析ライン数：8 000ライン固定（フレーム時間 400 ms、周波数分解能 2.5 Hz）
Seismometer

FFT分析カード

記録計

分析モード

を測定
INST、LINもしくはMAXを同時に測定
20 kHz
（固定）

時間窓関数

ハニング、
レクタンギュラ

スペクトルライン数

8 000ライン固定（フレーム時間 400 ms、
周波数分解能サンプリング周波数

2.5 Hz）

48 kHz (固定)

トップリスト画面レベルの高い順に上位20ラインの周波数と関連製品

100 dB

分析周波数範囲

Related Products

測定項目
ダイナミックレンジ

レベル値をリスト表示

NX-28WR価格 150,000 円

測定結果を記録

コードの外形図

波形収録カード

測定、
メモリストアの開始を制御

マニュアルストア
測定画面（ズーム倍率 ×40）

NA-28に録音機能を付加
NA-28本体で周波数分析中に、測定された音圧レベルと共に音圧波形を収録することが可能
収録データは非圧縮のWAVE形式なので、WAVE形式に対応したソフトウェア※で取り扱い可能
各種波形分析ソフトにより分析が可能

仕様

サンプリング周波数
同時分析時

48 kHz、24 kHz、12 kHz

騒音計、オクターブバンド分析、 64 kHz、
32 kHz、
1/3オクターブバンド分析

サンプリング周波数とCFカードにおける収録時間
2 GB
4時間40分
9時間20分
18時間50分
3時間30分
7時間
14時間10分

周波数重み付け特性

16 kHz
Z特性（平たん特性）（固定）

録音機能
イベントモード

レベル録音、
インターバル録音、マニュアル録音

トータルモード

トータル録音建築音響カード（NX-28BA）との併用時
遮音、衝撃音測定時トータル録音残響時間測定時

プリトリガ（1秒）
によるトータル録音収録されるデータのファイル数によって若干異なります。

NA-28本体で、再生および再分析はできません。

NX-28WRで収録したデータは各種ソフトで表示・分析が可能

波形処理ソフトウェア

AS-70

価格 200,000 円

仕様はP.43を参照

波形分析ソフト

CAT-WAVE

価格 250,000 円

仕様はP.43を参照

7

One Point品質書類 会社概要

256 MB30分
1時間
2時間10分
20分
50分
1時間40分

概説※サンプリング周波数により、
ソフトウェアが対応してない場合があります。
対応していないソフトウェアの場合は、サンプリングコンバータでサンプリン
グ周波数の変換などを行ってください。詳しくは、お問い合わせください。

48 kHz24 kHz
12 kHz64 kHz32 kHz
16 kHz測定のための組み合わせ

測定画面（ズーム倍率 ×1）

トリガ

Sound Level Meter

騒音計（精密騒音計・普通騒音計）

測定の可能性を広げる騒音計
指定製造事業者

指定番号：341301
SD-CARD

メモリカード対 応 器 種
仕様はP.15「メモリカード」を参照

精密騒音計（低周波音測定機能付）

NL-63

価格 638,000 円（検定付き）

610,000 円（検定なし）

精密騒音計

NL-53

価格 338,000 円（検定付き）

310,000 円（検定なし）
388,000 円（NX-43EX 付きセット価格・検定付き）
360,000 円（NX-43EX 付きセット価格・検定なし）

普通騒音計

NL-43

価格 246,000 円（検定付き）

230,000 円（検定なし）
296,000 円（NX-43EX 付きセット価格・検定付き）
280,000 円（NX-43EX 付きセット価格・検定なし）

NL-53

精密騒音計
仕様

NL-43

NL-63

LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。
USB Type-Cコネクタ経由でモバイルバッテリからのUSB給電が可能。
騒音計1台で、最大4条件を同時測定。4条件の異なる周波数重み付け特性、時間重み付け特性の設定が可能。
屋内・屋外・暗所でも見やすいタッチパネル付きカラー液晶を採用。
防水性はIP54（マイクロホン部を除く）。突然の降雨などによる故障を低減。
環境計測などの長期間計測に対応。1000時間（約1ヶ月）を超える記録が可能に（ACアダ
プタ使用時）。
普通騒音計

NL-53

NL-43

適合規格

計量法精密騒音計
計量法精密騒音計
JIS C 1516 : 2020 クラス 1、
IEC 61672-1 : 2013 class 1、
JIS C 1516 : 2020 クラス 2、
IEC 61672-1 : 2013 class 2、
JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、
ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1
JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2、
ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
CEマーキング
型式承認番号
第TF231号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）
第TS231号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）
測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大４つのチャンネル（Mainチャンネル、
Sub1〜Sub３チャンネル）を同時に測定可能
瞬時値
時間重み付きサウンドレベル Lp
演算値
時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、
時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、
時間率サウンドレベル LN、
ピークサウンドレベル LCpeak
測定レベル範囲
A特性：25 dB〜138 dB、C特性：33 dB〜138 dB、Z特性：38 dB〜138 dB、
C特性ピークサウンドレベル：55 dB〜141 dB、Z特性ピークサウンドレベル：60 dB〜141 dB
測定周波数範囲
10 Hz〜20 kHz
20 Hz〜8 kHz
周波数重み付け特性
A、
CおよびZ特性※2
時間重み付け特性F（速い）、S（遅い）および （インパルス）
I
補正機能
ウインドスクリーン補正機能：ウインドスクリーン
（WS-10、
WS-15、
WS-16）
装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正
拡散音場補正機能：拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正
ストア
Manualストア
手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録する
記録データ数 内部メモリ：最大1000データ組、SDカード：SDカードの容量による※1
測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、
ユーザー設定（1秒〜24時間）
Autoストア※2
自動で設定時間毎の瞬時値（Lpストア）、設定時間毎の演算値（Leqストア）
をSDカードに連続記録
Lpストア周期Oﬀ、10 ms、
25 ms、
100 ms、
200 ms、
1s
Leq演算周期
Oﬀ、10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、またはユーザー設定（1秒〜24時間）
記録データ数 SDカード：0000〜9999のストア名で保存可能
測定時間
10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、
ユーザー設定（1秒〜1000時間）、
連続（SDカードの容量による※1）※2※3
ファイル形式
非圧縮形式のWAVEファイル
波形収録
サンプリング周波数 48 kHz、
24 kHz、
12 kHzから選択
データ長
24 bit、
16 bitから選択
RS-232C通信専用ケーブルの使用により、
RS-232C通信が可能
USB
通信制御
通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能
データ転送
コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能
LAN※2
通信制御
通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能
データ転送
コンピュータにSDカードのデータを転送することが可能
Webブラウザ表示 Webブラウザからアクセスし、測定値の表示、設定の変更、音声を再生する※3ことが可能
データ連続 データの種類
瞬時値 : Lp、演算値 : Leq、Lmax、
Lmin、
Lpeak
出力※2
出力間隔
100 ms（0.1 s）
電源
単3形電池4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電動作時間（23 ℃） アルカリ乾電池 LR6：約16時間、ニッケル水素充電池 HR6：約16時間、モバイルバッテリ：5 000 mAhで約24時間※本器の設定が、Autoストアモード※2、ECO設定の場合。動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる
防塵防水性能※4
IP等級：IP54（マイクロホン部は除くこと）
大きさ・重さ
約258 mm(H)×83.5 mm(W)×34.5 mm(D)・約400 g (電池含む)
オプション
メモリカード（512 MB SDカード） MC-51SD1

15,000円

ACアダプタNE-21P

14,000円

防雨型ウインドスクリーン

WS-１6

10,000円

メモリカード（2 GB SDカード）

MC-20SD2

30,000円

マイクロホン延長コード※5

EC-04（2 m〜）

12,000円〜

ピストンホン

NC-72B

370,000円

メモリカード（32 GB SDカード）

MC-32SP3

100,000円

全天候ウインドスクリーンWS-１５

90,000円

音響校正器

NC-75

100,000円

8遠隔地の環境騒音モニタリング

監視場所（オフィスなど）などで現場の設備機械や敷地境界の騒音を監視することが可能です。騒音計のLAN端子とコンピュータをLAN
ケーブルで接続し、コンピュータのウェブブラウザにて騒音モニタリン
グすることも可能です。

2

HUB

ルータ

ローカルネットワーク

Sound Level Meter

1

工場などの設備機械や敷地境界の騒音監視
システム図

ウェブブラウザを介して騒音計の稼働状況が遠隔で確認できるので、現地に行く回数を減らすことができます。モバイルルータを使用することで無線化が可能です。

HUB

騒音計

システム図

LAN
AN

測定現場
Vibration Meter

LAN
コンピュータ

監視場所

スマートフォン

オフィスなどの遠隔地

測定現場（オフィスなど）（例．工場の設備機械の騒音測定）

ウェブブラウザネットワークに接続し、遠隔地からパソコンやスマートフォンのウェブブラウザにて騒音計の測定状況をモニタリングできます。

測定値の閲覧
リアルタイムに音声再生（NX-43WRが別途必要、コンピュータのGoogle Chromeのみ対応）

騒音計の遠隔操作（測定設定、測定の開始・停止、時刻合わせなど）
マーカ機能（最大4種）
ファイルダウンロード（ダウンロードは1ファイルずつのみ可能）
ファイルダウンロード ※ダウンロードは1ファイルずつのみ可能
遠隔地から通信でストアデータを回収

記録計

Recorder

マーカ機能
特徴的な音を測定したら、マーカを付けて後で確認が可能

Frequency Analyzer※LAN端子を使用する場合、
L N端子
LAN端
端子を使
使
NL-43/53はNX-43EXが別途必要

周波数分析器

コンピュータ振動計（例．風車の騒音測定）

インターネット

測定画面（Time-Levelグラフ表示、
演算値表示）

精密騒音計（低周波音測定機能付）
仕様

NL-63

コードの外形図測定のための組み合わせ概説
One Point品質書類 会社概要

※1 動作を保証する当社販売品をお使いください ※2 NL-43/53はNX-43EXが別途必要 ※3 NX-43WRが別途必要

Related Products

適合規格

関連製品

計量法精密騒音計
JIS C 1516 : 2020 クラス 1、
IEC 61672-1 : 2013 class 1、
JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、
ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、ISO 7196 : 1995
CEマーキング
型式承認番号
第TF232号（指定音響校正器：NC-72B、NC-75）
測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大４つのチャンネル（Mainチャンネル、Sub1〜Sub３チャンネル）を同時に測定可能
瞬時値
時間重み付きサウンドレベル Lp
演算値
時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、
時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、
時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、
時間率サウンドレベル LN、
ピークサウンドレベル LCpeak
測定レベル範囲
A特性：25 dB〜138 dB、C特性：33 dB〜138 dB、G特性：43 dB〜138 dB、Z特性：50 dB〜138 dB、
C特性ピークサウンドレベル：60 dB〜141 dB、Z特性ピークサウンドレベル：65 dB〜141 dB
測定周波数範囲
1 Hz〜20 kHz
周波数重み付け特性
A、
C、GおよびZ特性
時間重み付け特性
F
（速い）、
S
（遅い）
、
（インパルス）Iおよび10 s補正機能
ウインドスクリーン補正機能：ウインドスクリーン
（WS-10、
WS-15、
WS-16）
装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正
拡散音場補正機能：拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正
ストア
Manualストア
手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録する
記録データ数 内部メモリ：最大1000データ組、SDカード：SDカードの容量による※1
測定時間10秒、1、5、10、15、30分、
1、8、24時間、ユーザー設定（1秒〜24時間）
Autoストア
自動で設定時間毎の瞬時値（Lpストア）、設定時間毎の演算値（Leqストア）
をSDカードに連続記録する
Lpストア周期
Oﬀ、
10 ms、
25 ms、
100 ms、
200 ms、
1s
Leq演算周期Oﬀ、10秒、1、5、10、15、30分、
1、8、24時間、またはユーザー設定（1秒〜24時間）
記録データ数 SDカード：0000〜9999のストア名で保存可能
測定時間
10秒、1、5、10、15、30分、
1、8、
24時間、
ユーザー設定（1秒〜1000時間）、
連続（SDカードの容量による※1）
波形収録※3 ファイル形式
非圧縮形式のWAVEファイル
サンプリング周波数 48 kHz、
24 kHz、
12 kHz、1200 Hz、
240 Hzから選択
データ長
24 bit、
16 bitから選択
RS-232C通信専用ケーブルの使用により、
RS-232C通信が可能
USB
通信制御
通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能
データ転送
コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能
LAN
通信制御
通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能
データ転送
コンピュータにSDカードのデータを転送することが可能
Webブラウザ表示 Webブラウザからアクセスし、測定値の表示、設定の変更、音声を再生する※3ことが可能
データ連続 データの種類
瞬時値 : Lp、演算値 : Leq、
Lmax、
Lmin、
Lpeak
出力
出力間隔
100 ms（0.1 s）
電源
単3形電池4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電動作時間（23 ℃） アルカリ乾電池 LR6：約12時間、ニッケル水素充電池 HR6：約12時間、モバイルバッテリ：5000 mAhで約20時間※本器の設定が、Autoストアモード、ECO設定の場合。動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる
防塵防水性能※4
IP等級：IP54（マイクロホン部は除くこと）
大きさ・重さ約265 mm(H)×83.5 mm(W)×34.5 mm(D)・約400 g (電池含む)

地震計

Seismometer

設定画面

モバイルバッテリ使用に関するご注意※4 有害な影響が発生するほどの粉塵（防塵形）と、あらゆる方向からの飛まつによる水（防まつ形）に対し保護されています。

モバイルバッテリは、電源供給する機器の消費電力を監視し自動的に供給を停止する機能※5 マイクロホン延長コードは、
10５ ｍまでが計量法の対象です。

を装備する機種のご使用をお控えください。NL-43/53/63はスマートフォン等と比較して低消費電力であるため、モバイルバッテリからの電源供給が停止される恐れがあります。

9

Sound Level Meter
さまざまな機能を追加

機能拡張プログラム

NX-43EX

NX-43EX
3EX

NX-43EX（瞬時値、演算値） ■ 4種類のマーカ機能■ オートストア機能オート■ トリガ機能トリガ■ コンパレータ機能■ データ連続出力機能（シリアル通信）■ LAN機能LAN機+

価格 70,000 円

NX-43WR
3WR

NX-43EXをインストール ※ すると
NX-43WR・NX-43RT・NX-43FTを追加することができます+

NX-43RT
3RT

プログラム型式
追加機能※インストールしたNX-43EXはアンインストール
することはできません

NX-43FT
3FT

NX-43WR

NX-43RT

NX-43FT

波形収録
オクターブ・1/3オクターブ実時間分析

NX-43EXは512 MBのSDカードで供給します。
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

オクターブ・1/3オクターブバンドフィルタ出力
FFT分析

波形収録プログラム

オクターブ・1/3オクターブ
実時間分析プログラム

NX-43WR

NX-43RT

価格 110,000 円

NX-63RT（Autoストア、
16 bit、
Lpストア周期100 ms設定の時）※NL-63のみ
2 GB

表示画面例（イメージ）

オクターブバンド・
1/ 3 オクターブ
バンド実時間分析が可能

最大収録時間1時間

FFT分析が可能
表示画面例（イメージ）

リリース予定● サンプリング周波数は、48 kHz、24 kHz、12 kHz、
1200 Hz※、240 Hz※から選択● 24 bitまたは16 bitから選択

512 MB

32 GB
74時間

4時間

NX- 43WRは
146時間
9時間
24 kHz
2時間
2 GBのSDカー
278時間
18時間
12 kHz
4時間
ドで供給します。
イン スト ール 後
1520時間100時間
1200 Hz※
24時間
は2 GBのSDメ
165時間 2520時間
41時間
240 Hz※モ リ カ ード として使 用 可 能 にな ビット長24 bitの場合、16 bitと比較して、データ量が約1.5倍になるため、収録時間が短くなります。
ります。

1/3オクターブ分析器画面
NX-43RT、NX-63RTは512 MBのSDカードで供給します。
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

分析画面（×1）
NX-43FTは512 MBのSDカードで供給します。
インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

環境計測のトータルソフトウェア

環境計測データ管理ソフトウェア

AS-60

価格 150,000 円

簡単な操作性レポート作成も簡単
複数のデータを同時に表示（最大32データ）

データの結合測定データのグラフ表 示、演算処 理、
除外音処理、報告書作成、ファイル出力および実音ファイルの再生が可能。
対応器種■ NL-42A/52A/62A※■ NL-21/22/31/32※■ NL-42/52/62※※オートストアデータのみ対応
NL-43/53/63対応予定

データ管理画面

推奨動作環境（AS-60/60RT/60VM共通）
CPU
RAM
HDD

Intel Core i5 2 GHz相当以上
2 GB以上 推奨 4 GB
20 GB以上（空き容量）、
推奨100 GB以上DISPLAY XGA（1 024×768ピクセル）以上
対応OS
Microsoft Windows
10 Pro 64 bit（11 Pro 64 bit
対応予定）※NL-52A/42A/52/42でAS-60/60RT/60VM
を使用する場合は、NX-42EXが別途必要です。
※NL-53/43でAS-60/60RT/60VMを使用する
場合は、NX-43EXが別途必要です。

AS-60にオクターブ分析データを扱える機能を追加

環境計測データ管理ソフトウェア（オクターブ・1/3オクターブデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60RT

価格 250,000 円
対応器種■ NX-42RT※■ SX-A1RT※■ NX-62RT※■ NA-28※※オートストアデータのみ対応
NX-43RT、NX-63RTリリース後対応予定

データ管理画面

NX-43WRで収録したWAVE形式データファイルを分析・保存が可能

波形処理ソフトウェア AS-70 価格 200,000 円
10

リリース予定（対応機種：NL-63）※NL-63のみ

48 kHz

NX-43FT

リリース予定騒音レベルの演算と同時に録音することが可能
録音したデータは、コンピュータで再生が可能で、周波数分析にも対応（非圧縮形式のWAVEファイル）

メモリカードサンプリング周波数

FFT分析プログラム

仕様はP.43を参照

NL-43/53/63 対応予定

Sound Level Meter

仕様
計量法普通騒音計
JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2、JIS C 15１６ : 2020 クラス 2、

価格 156,000 円（検定付き）

IEC 61672-1 : 20１３ class 2

140,000 円（検定なし）

CEマーキング、
WEEE指令型式承認番号

第TS221号（指定音響校正器：NC-72B、
NC-75）

測定機能（等価騒音レベル）Leq、
サウンドレベル（騒音レベル）Lp、時間平均騒音レベル

演算種類（通常モード）

Vibration Meter

適合規格

振動計

サウンドレベルの最大値（騒音レベルの最大値）Lmax、
騒音暴露レベル LE、
C特性ピークサウンドレベルLCpeak、（ピークレンジに設定した場合のみ測定可能）
20 Hz〜8 kHz

電源

単4形乾電池×2

大きさ・重さ約120（H）×63（W）
×23.5（D）mm・約105 g（電池含む）

オプション
ピストンホン

NC-72B

370,000円

音響校正器

NC-75

100,000円

周波数分析器

測定レベル範囲（通常モード） A特性：30 dB〜137 dB、C特性：36 dB〜137 dB
測定周波数範囲

Frequency Analyzer

NL-27

レンジ切り替えすることなく測定が可能

記録計

Recorder

普通騒音計

地震計

Seismometer

指定番号：341301

関連製品

Related Products

指定製造事業者

計量法、JIS、IEC規格に適合
107 dBの広いリニアリティレンジを有し、30〜137 dBの騒音レベルを騒音計

超小型・超軽量・高性能

コードの外形図測定のための組み合わせ概説
One Point品質書類 会社概要

11

Sound Level Meter

騒音計（環境騒音観測システム／騒音計ユニット）

航空機騒音測定に必要な機能を搭載

航空機騒音観測システム
価格 お問い合わせください「航空機騒音に係る環境基準」に対応した評価値を算出でき、航空機の騒音を自動で観測
1/3オクターブバンド実時間分析機能を標準搭載し音源識別に利用GPS機能を標準搭載し測位情報の取得および自動時刻校正が可能
LAN端子、モデム端子を備え、外付けルータによりインターネット回線の接続が可能
実音データを収録することにより、航空機騒音管理ソフトウェアAS-51で再生が可能（実音収録機能 NX-39WR・オプション）

消費電力
50% 削減
※

小型・軽量
NA-37

環境騒音観測装置

屋外用マイクロホン

JIS C 1509-1：2017 クラス1対応に適合。標準で1/3オク
ターブバンド分析機能を搭載

MS-11A

感度変化の主要因である結露に対して有効な結露防止ヒータを内蔵。さらにテスト音源を内蔵し、日々の感度確認を自動で行う。

音到来方向識別装置

AN-39D

NA-39A※従来製品NA-37との比較

関連製品

NA-39A

体積比1/3になりました

4つのマイクロホンを用いて仰角・方位角を測定し、航空機騒音
や地上音の到来方向の検出が可能。音源の発生位置やその移動方向など、航空機騒音であるか否かを高精度で判別。

全天候ウインドスクリーン

WS-13

SSR識別装置

AN-39R航 空 交 通 管 制にて使 用される二 次レーダー（Secondar ySurveillance Radar）情報を受信します。スコーク、気圧高度
およびアドレスを取得（電波を発する機体のみ）。

屋外用マイクロンMS-11A専用。NA-39AとWS-13の組み合わせで、ウインドスクリーンを含めJIS C 1509-1:2017
クラス1に適合。降雨に対する防水性はIPX3相当を有す。

航空機騒音観測システム構成例
音到来方向識別装置
AN-39D

SSR識別装置
AN-39R

屋外用マイクロホン
MS-11A
気象計
AS-51

GPS端子
通信回線網（VPNなど）

モデム
LAN

コンピュータ側面

正面

環境騒音観測装置
NA-39A

12

Sound Level Meter
Vibration Meter

AS-51

地図リアルタイム表示機能
指定の地図を表示し、騒音の時間変動を地図上で見ることが可能

Frequency Analyzer

カスタマイズ帳票作成機能
標準装備の帳票を、
カスタマイズすることが可能
音源ラベリング機能
1/3オクターブバンド分析結果、音の到来方向データ、
SSRデータを使用し音源識別を行う

Recorder※対応OS：Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit、
10 Pro 64 bit

記録計

Web閲覧機能
インターネットに接続したWebブラウザで日報・月報データ閲覧が行える

周波数分析器

異常検出、通知機能
通信不具合や、マイクケーブル断線などによる極端なレベル低下を検知し、異常表示や、メールなどで通知

振動計

航空機騒音管理ソフトウェア

騒音計

航空機騒音観測システムで測定したデータを収集し、集計・閲覧・出力を行います。
測定データの収集は、LAN、モデム経由通信で回収、または外部ストレージで直接回収することが可能です。
収集したデータは自動集計され、帳票として印刷、ファイル出力を行えます。

高精度な音響計測に幅広く対応。測定目的に応じたさまざまなマイクロホン、プリアンプの接続が可能
出力には交流・直流出力のほか、シリアル通信機能、コンパレータ出力機能を搭載

NA-42

Seismometer

低ノイズマイクロホンUC-34P、UC-57のほか、
100 kHzまで測定可能なマイクロホンUC-29/54などの接続が可能
測定機能

音圧レベル Lp、騒音レベルの最大値 Lmax、
ピーク音圧レベル Lpeak

測定周波数範囲

1 Hz〜100 kHz（本体特性）

周波数重み付け特性

A、
C、FLATF（Fast）、S（Ｓlow）、（
I Ｉmpulse）

外部フィルタ入出力端子

ＢＮＣ端子

電源

単2形乾電池×4、
ACアダプタ（NC-98E、付属）

大きさ・重さ171（Ｈ）
×120（Ｗ）
×236（Ｄ）
ｍｍ・約1.8 kg（電池含まず）
オプション

UN-14

TEDS 対応

外部入力アダプタ

UA-01

12,000円〜
5,000円
13,000円

騒音計ユニットUN-14と振動計ユニットUV-15との連結が可能で、最大16チャンネル連結に対応
計測用マイクロホンとさまざまなプリアンプ（TEDS対応入力など）の接続に対応
各種設定、測定値、バーグラフを表示
インタフェースユニットUV-22を連結することにより、コンピュータから設定・制御、測定値の送受信を行うことが可能

コードの外形図

騒音計ユニットEC-04（2 m〜）
5WKR4030

測定のための組み合わせ

騒音と振動の同時計測や多チャンネル計測にフレキシブルに対応

7Pマイクロホン延長コード ＊インタフェースケーブル関連製品

時間重み付け特性

Related Products仕様

価格 630,000 円（マイクロホンなしタイプ）

地震計

音圧レベル計測アンプ仕様
入力

7ピン入力コネクタ

概説

価格 240,000 円

計測用マイクロホン、
プリアンプ（最大入力電圧±10 V）（UC-34Pの接続は除く）
マイクロホンバイアス+30 V、+60 V、+200 V

BNCコネクタ

CCLD対応マイクロホン、
プリアンプ（24 V 4 mA）
TEDS対応マイクロホン（24 V 4 mA）

周波数重み付け特性

A、
C、Z（JIS C 1509 -1 クラス1、IEC 61672 - class1電気特性に対応）
A：30 dB〜128 dB（UC-59、NH-17使用時）、C：36 dB〜128 dB（UC-59、NH-17使用時）
Z：41 dB〜128 dB（UC-59、NH-17使用時）（HPF20 Hz、LPF20 kHz）

周波数範囲

1 Hz〜80 kHz（20 Hz〜40 kHz ±0.5 dB）（1 Hz〜80 kHz ±3 dB）

時間重み付け特性

F、
S、10 ms（JIS C 1509-1 クラス1電気特性に対応）

電源

DC9 V〜15 V、適合ACアダプタNC-99A、バッテリユニット BP-17、
シガレットアダプタCC-82（オプション16台以下＊）＊車のバッテリの容量により異なります。

大きさ・重さ150（H）×36（W）
×179（D）mm（突起物を含まず）
・約500 gオプション
7Pマイクロホン延長コード

EC-04（2 m〜） 12,000円〜

BNC-BNC同軸ケーブル

EC-90A
（2 m〜） 7,000円〜

ACアダプタ

NC-99A

14,000円

インタフェースユニット バッテリユニット
前面

背面

UV-22 価格 250,000円

BP-17 価格 135,000円

仕様はP.26・27を参照

13

One Point品質書類 会社概要

測定レベル範囲

Sound Level Meter

騒音計（計測用マイクロホン／プリアンプ）

計測用マイクロホン UCシリーズ
1インチ型は、低い音圧レベルまで測れる反面、上限周波数は十数kHzまでに限られる
高い周波数や高音圧の測定には1/2、1/4インチ型を使用

UC-27

型 式
対応プリアンプ

UC-34P

NH-06A

NH-34付口径

UC-35P

UC-30

UC-31

UC-33P

UC-52

UC-59

UC-57

UC-29

NH-35付

NH-04B/
05B/12A

NH-04B/
05B/12A

NH-17/
17A/22A

NH-17/
17A/22A

NH-17/
17A/22A

NH-05B

4 mA

NH-04B/
05B/12A（UA-12使用）

音場

音場

音圧

音場

音場

音場

（定電流駆動）1インチ

周波数レスポンス

1/2インチ

UC-54
NH-17/
17A/22A（UA-12使用）

1/4インチ

音場

音場

音場

音場

5〜12 500

10〜12 500

10〜12 500

音場

0

200

200

200

0

0

0

200

0

0

−25.5

−37

−38

−33

−27

−22

−47

−48

※2

測定周波数範囲（Hz）

10〜20 000 10〜35 000 10〜20 000

バイアス電圧
（Ｖ）

200

200

感度レベル（dB re 1V/Pa）※1−26.5−21/−1

静電容量（pF）

54

ー

ー

17

20

最大入力音圧レベル（dB）（直線性誤差 ±0.3 dB）

152

ー

96

144

160

自己雑音レベル
（dB）

※5

※4

20〜8 000 10〜20 000 10〜16 000

20

19

13

14

160

150

148

132

※2

20〜100 000 20〜100 000

6
※4

164

4
※4

164

12

2

4

20

26

28

24

−0.005ーー−0.007−0.007−0.009−0.008

大きさ（mm）

φ23.8×21.0

φ23.8×131

φ23.8×132.7

φ13.2×15.0 φ13.2×13.2 φ13.2×13.0 φ13.2×12.0 φ13.2×14.3 φ13.2×13.5

φ7.0×10.0

価格

90,000円

210,000円

370,000円

110,000円 110,000円 110,000円

140,000円 160,000円

温度係数（dB/ ℃）

18

13±0.35 dB以内

±0.45 dB以内

※3
（at 1 kHz）

（at 250 Hz）※3

42

45

−0.01

（at 250 Hz）※3

チタン合金

振動膜

※1 : 1 kHz時の代表値

プリアンプ付き
マイクロホン±0.7 dB以内

チタン

40,000円※2 : UC-29/54の周波数範囲は、マイクロホン先端のグリットを外した場合の数値

80,000円

120,000円※3 : 23 ℃を基準に−10 ℃〜50 ℃ ※4 : 歪率3 %φ7.0×10.0※5 : 接続機器による

プリアンプ
NHシリーズTEDS対応マイクロホンが変換した電圧を、後に続く増幅器へ忠実に伝送使用するマイクロホンの種類および口径により最適な組み合わせができるよう各種プリアンプを用意

型

式

UC-52T

UC-57T

UC-59T

使用
マイクロホン

UC-52

UC-57

UC-59

使用
プリアンプ

NH-22AT

NH-22AT

NH-22AT

1/2インチ

口径
周波数
レスポンス

音場

測定周波数範囲 20〜8 000
（Hz）
定電流駆動

音場

音場

10〜16 000 10〜20 000

2 mA〜4 mA 2 mA〜4 mA 2 mA〜4 mA

型 式

UC-27

口径

1インチ

1/2インチ、1/4インチ※1

3

3

6

10

入力容量（pF）

0.8

0.8

0.7

0.2

測定周波数範囲（Hz）

5〜100 000

バイアス電圧（V）

200

10〜100 000 10〜100 000 10〜100 000
200

200

0

10〜100 000 10〜100 000
0010〜100 000
200

増幅度
（dB）
代表値

−0.1（54 pF）（UC-30） −0.5（13 pF）（UC-59） −0.5（13 pF）（UC-59） −0.5（13 pF）（UC-59） −0.5（6 pF）（UC-29※1）（UC-30） −0.2（17 pF）（UC-27） −0.2（17 pF）

A特性自己雑音レベル（dB）

12（UC-27）

出力インピー
ダンス
（Ω）

100以下

ケーブル

105,000円

価格

14

1/2インチ、
1/4インチ※1
3

価格145,000円

NH-05B

0.25

ケーブル

195,000円

NH-22A

UC-52/54※1/57/59
UC-29※1/（定電流駆動）UC-30/31/33P
2 mA〜4 mA

3EC-90シリーズ EC-90シリーズ EC-90シリーズ
（BNC）
（BNC）
（BNC）

TEDSとは、IEEE 1451シリーズで決められているセンサ固有の情報を記述するフォーマットです。以下の情報が記録されていますので、
TEDS対応機器に接続すると、感度が自動的に校正されます。
TEDS情報 製造者ID、型式、製造番号、感度、校正日など

NH-17A

0.25

24

TEDS

NH-17

UC-52/54※1/ UC-52/54※1/
UC-30/31/33P UC-30/31/33P
57/59
57/59

3

φ13.2×97

18

NH-12A

0.3

大きさ
（mm）

13

NH-04B

入力インピーダンス（GΩ）

A特性自己雑音レベル（dB）

φ13.2×98.5 φ13.2×99.4

NH-06A

対応
マイクロホン20（UC-30） 20（UC-30） 18（UC-59） 18（UC-59） 18（UC-59）
100以下

EC-04シリーズ（7P）
48,000円

63,000円

100以下

300以下

300以下

約30

1.5 m一体型（7P）

5 m一体型（7P）

EC-04シリーズ EC-90シリーズ
（7P）
（BNC）

90,000円

63,000円

32,000円

60,000円

42（UC-29）100以下
EC-04シリーズ（7P）
74,000円※1 : UA-12使用

型式承認騒音計（検定付き）
指定音響校正器

1、1/2および1/4インチマイクロホンの高精度な校正が可能
単3形電池（アルカリ・マンガン・ニッケル水素）6本で動作し、常温でアルカリ：連続
15時間以上、ニッケル水素：連続13時間以上の動作が可能

ピストンホン

仕様

NC-72B

適合規格

Sound Level Meter

114 dB/250 Hzの
校正音源

騒音計

部品（騒音測定用）

JIS C 1515：2020 クラス LS/M、クラス１/M、IEC 60942：2017 class LS/M、class 1/M、ANSI/ASA S1.40-2006（R2016）class LS/C, class 1/C

型式承認騒音計（検定付き）
指定音響校正器

音響校正器

250 Hz 指定周波数の許容差±0.1％以内

指定音圧レベルの許容差±0.10 dB以内
（101.325 kPa）

全ひずみ＋ノイズ

2.0 %以下（22.4 Hz〜22.4 kHz）

静圧

65 kPa〜108 kPa

温度・湿度−10 ℃〜＋55 ℃、10 %〜90 %RH（結露のないこと）

大きさ・重さ約62（H）×44（W）
×170（D）mm・約750 g（電池含む）

Vibration Meter

114 dB

公称周波数

精密騒音計の校正に十分な性能を備え、小型軽量で取り扱いの簡単な校正装置
単3形電池（アルカリ・ニッケル水素）2本で動作し、常温で連続50時間以上の動作が可能

NC-75

仕様

価格 100,000 円対象とするマイクロホン

1、1/2インチ、1/4インチ

公称音圧レベル

94 dB

音圧レベルの許容差±0.20 dB以内

公称周波数

1 000 Hz

適合規格

Frequency Analyzer

JCSS校正証明書標準付属
JIS C 1515：2020 クラス1、IEC 60942：2017 class 1

大きさ・重さ周波数分析器

大気圧の補正が不要

公称音圧レベル振動計

価格 370,000 円

約42（H）×77（W）
×70（D）mm・約200 g（電池含む）

オプション
11,000円
RecorderNC-75-S11二重構造のウインドスクリーンにより風雑音の影響を低減
音響パワーレベル測定用

風車騒音測定用二重ウインド
スクリーン

ウインドスクリーン

KWS-03

TWS-01

価格 お問い合わせください

品

WS-16
名

型

式

価

格

3,500円WS-01

5,000円

防風スクリーン（1/4インチマイクロホン用）

WS-05

5,000円

全天候ウインドスクリーン（頭部）WS-15

90,000円

ウインドスクリーン取付アダプタ

WS15006

防雨型ウインドスクリーン
（NL-43/53/63用）

WS-16

3,500円
10,000円

メモリカード（CFカード、SDカード）

ST-80
品

品

名

型

式

対象機器

価

格

NA-28

10,000円

NA-28

50,000円

SDカード
品

名

SDカード 512 MB

SDカード 2 GB

型

式

対象機器

格

MC-51SD1 NL-43/53/63、VM-55

15,000円

MC-51SS1 VA-12

15,000円

MC-20SD2

NL-43/53/63、DA-21、
SA-A１、VM-55

MC-20SS2 VA-12
SDカード 32 GB

価

MC-32SP3

NL-43/53/63、DA-21、
SA-A１、VM-55

30,000円
30,000円
100,000円

型式

騒音計専用三脚（延長棒取付可能）

ST-80

三脚延長棒
（ST-80専用）
全天候ウインドスクリーン用三脚
小型三脚

風洞実験の
風雑音対策用
1/2インチノーズコーン

UA-31（UC-30、UC-31用）
価格 32,000 円

最低位（mm） 最高位
（mm）

重さ
（ｇ）

1 500

価

格

570

1 460

25,000円

ST-80-100

1 170

2 060

610

7,000円

ST-91

1 160

1 820

1 700

40,000円

5SLIK

405

1 220

695

6,000円

騒音計、振動レベル計用の外部電源装置
バッテリパック

BP-21A

価格 32,000 円

単1形乾電池4本を内蔵して使用
単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命
複数台の連結が可能※NL-43/53/63はCC-43Jが別途必要

仕様
大きさ・重さ80（H）×170（W）
×50（D）mm・約1.1 kg

15

One Point品質書類 会社概要

CFカード

名

ST-91

概説

リオン 製 品 に 使 用 で きるメモリカ ード（ C F カ ード 、S D カ ード ）は 、
同一メーカー、同一型式であっても仕様の異なるものが市販されている
場合があります。動作を保証する当社販売品をご使用ください。

メモリカード 256 MB MC-25LC1
メモリカード 2 GB
MC-20CF2

コードの外形図WS-10

防風スクリーン（1インチマイクロホン用）

測定のための組み合わせ

防風スクリーン（1/2インチマイクロホン用）

騒音計の設置に使用
三脚

関連製品

WS-15

Related Products

価格 お問い合わせ
ください

地震計

風車騒音測定用

Seismometer

風による影響を低減
防風スクリーン

記録計

1/4インチマイクロホン用アダプタ

Sound Level Meter

騒音計

騒音計測器の選択例
1※製品の詳細は、各ページを参照してください

環境騒音※組み合わせの詳細は、P.52〜の「測定のための組み合わせ」を参照してください

型

目 的 別
通常の測定
騒音レベルの記録
周波数分析
オクターブバンド･1/3 オクターブバンド分析
実音記録･データ処理
モニタリング
航空機騒音
低周波音の測定
校正

2

式

掲載ページ

NＬ/NＡシリーズ
NＬ/NＡシリーズ ＋ DA-21、LR シリーズ
NＬ/NＡシリーズ（内部メモリ/メモリカード）
NA-28、NL-43/53/６3 ＋ プログラム
SA-A1 ＋ プログラム
DA-21 ＋ AS-70
NL-43/53/６3 ＋（NX-43WR）＋ AS-60（RT）、SA-A1
NL-43/53/６3
NA-39A ＋ AS-51
NL-63 ＋ NX-63RT
NC-72B/75

6、8〜11、１３
6、8〜11、13、42〜43
6、8〜11
6、8〜1040〜４１
4２、4３
8〜10、４０、４１
8〜10
12〜13
8〜10
15

建築音響関係型

目 的 別
A 特性音圧レベルの測定
周波数分析
各種性能試験
校正

3

式

掲載ページ

NＬ/NＡシリーズ
NA-28、NL-4３/5３/63 ＋ プログラム、SA-A1 ＋ プログラム
SA-02 ＋ 各種ソフトウェア
NC-72B/75

6、8〜11、１３
6、8〜10、４０、４１
34〜39
15

音響パワーレベル測定
型

目 的 別
音圧レベル法
音響インテンシティ法
校正

4

式

掲載ページ

SA-02 ＋ AS-30PA5、AS-31PA5
SA-02 ＋ AS-15PA5
NC-72B/75

34、36
34、37
15

その他
型

目 的 別
超音波、大音圧の測定
低音圧レベルの測定

式

掲載ページ

NA-42 ＋ UC-29/54/31 ＋ NH シリーズ
NA-42 ＋ UC-34P
UN-14、SA-02、SA-A1、DA-21 ＋ UC-35P
NA-42 ＋ UC-33P ＋ NH シリーズ
NL-43/53/63、NA-42
SA-02 ＋ CAT-SA02-CMP01、CAT-CMP-MTA、CAT-CMP-SQ
SA-A1 ＋ SX-A1CMP
NL-43/53 ＋ NX-43FT
SA-02
SA-A1 ＋ プログラム
NC-72B/75
RKB シリーズ、RKA シリーズ、RKC シリーズ

カプラ、拡散音場での測定
品質管理（ライン判定）

音響分析

校正
音響測定設備、無響箱、無響室、防音室

13、14
13、14
13、14、３４、４０、４２
13、14
8〜10、１３
34、39
40、41
8〜10
34
40、４１
15
49

計測用マイクロホンの選択例
1

2

通常の測定

UC-52/UC-59

低い音圧レベル（静かな音）の測定

UC-27/UC-57

3

さらに低い音圧レベルの測定

UC-34P（NH-34付）/35P（NH-35付）

UC-52は普通騒音計に、UC-59は精密騒音計に使われているマイクロホンで、騒音計として使用するのが便利です。エレクトレットマイクロホンであり、バイ
アス電圧は不要です。

U C - 2 7 は 、騒 音レベ ル 2 0 d B（ 1インチ ）また 、
UC-57は騒音レベル22ｄB（1/2インチ）程度までの 静かな環 境での 測 定に使 用します。U C - 2 7は200 Vのバイアス電圧供給が必要ですが、UC-57
はエレクトレットマイクロホンなのでバイアス電圧供給は不要です。

騒音レベルで数dB程度までの更に静かな環境での測定には、特殊な設計による1インチマイクロホンUC-34P、
UC-35Pを使用します。UC-34Pは200 Vのバイア
ス電圧供給が必要になります。UC-35Pは、CCLD
方式のローノイズエレクトレットマイクロホンなので、供給電源電圧および電流が＋24 V 4 mAの分析器・測定器に直接接続することができます。

4

5

6

高い音圧レベル（大きな音）の測定

UC-31/UC-29/UC-54＊

音圧レベルで150 dB程度を超えるような測定には、
1/2インチで低感度のUC-31または1/4インチのUC-29/54を使用します。200 Vのバイアス電圧供給が必要になります。
＊UC-54は、バイアス電圧が不要

16

超音波を含む音の測定

UC-31/UC-29/UC-54

20 kHzより高い周波数の超音波成分を含む音の測
定には、高い音圧レベルの測定と同様、UC-31（1/2インチ）またはUC-29/54（1/4インチ）を使用します。UC-31で35 kHz程度まで、UC-29/54で100 kHz程度までの高い周波数を測定できます。

カプラ、ランダム音場での測定

UC-33P

カプラに取り付けて音響測定、残響室のような拡散音
場やランダム入射音場での測定には、UC-33P（1/2インチ）を使用します。200 Vのバイアス電圧供給が必要になります。

Sound Level Meter

１インチマイクロホン

１/2 インチマイクロホン
風雑音の防止防風スクリーン

ピストンホン

防風スクリーン

校正器

風雑音の防止校正器

NC-72B

ピストンホン

WS-10

NC-72B

音響校正器

防風
スクリーン

NC-75

WS-05

UC-30
UC-31

ピストンホン

NC-72B

音響校正器

NC-75

Frequency Analyzer

WS-01

に対応

NC-75

UC-34P

プリアンプ
NH-35付、
CCLD 4 mAのみ対応、
NC-72Bには対応しませんプリアンプ
NH-34付、UN-14には対応しません

）（

）

UC-27

UA-31

1/2インチ
1/2インチマイクアダプタ マイクアダプタ

1/4インチ
1/4インチマイクアダプタ マイクアダプタ

NC-72-S26 NC-75-022
（付属）

UC-30
UC-31
UC-33P

NC-72-S27 NC-75-S11

（付属）

UC-52
UC-57
UC-59

（付属）

（オプション）

UA-12

UA-12

Seismometer

フレキシブルロッド（1.5 m）

NH-04B NH-12A NH-17A NH-17 NH-22A NH-22AT付（5 m）
NH-05B （1.5 m）（ TEDS機能はUN-14、）

コードの外形図

NH-06A NH-04B NH-12A

NH-05BSA-02のみ対応

フレキシブルロッド

EC-04C（2 m）（30 m、リール付き）

EC-04A

EC-90A（50 m、リール付き）

EC-04B

EC-04E（5 m）（10 m）

EC-90B（100 m、リール付き） 外形図はP.51を参照

音圧レベル計測アンプ

NA-42

騒音計ユニット

UN-14

多チャンネル分析処理器

SA-02

外形図は
P.51を参照

4 チャンネル
データレコーダ

DA-21

UA-20

NH-04B
NH-05B
NH-12A
NH-17
NH-17A
NH-22A

One Point品質書類 会社概要

（5 m）

EC-04D

（2 m）

概説

延長コード

EC-04

測定のための組み合わせ

プリアンプ

UC-52T
UC-57T
UC-59T

関連製品

Related Products

UA-10

地震計

UC-29

変換アダプタ

UC-54

記録計

マイクロホン（

UC-35P

1/2インチノーズコーン

Recorder

音響校正器

周波数分析器

風雑音の防止／校正器

Vibration Meter

校正器

振動計

風雑音の防止１/4 インチマイクロホン

騒音計

計測用マイクロホンの組み合わせ例に対応

多機能計測システム

SA-A1

17

Sound Level Meter

騒音計

SD-CARD

CF-CARD

メモリカード対応器種
仕様はP.15「メモリカード」を参照

騒音計の接続例
ACアダプタ

騒音計

周辺機器

接続コード

音響校正器

マイクロホン一体型
マイクロホン一体

ピストンホン
普通騒音計
普通騒

コンピュータ

NL-43
NL-4

NC-72BUSB Type-Cケーブル

SD-CARD
SD-CAR

音響校正器

コンピュータNC-75

RS-232C シリアルｴ/O ケーブル CC-42R
AC アダプタ

コンピュータNE-21P

精密騒音計
精密騒

NL-53
NL-5

＊

SD-CARD
SD-CAR

BNC 周辺機器

ステレオ出力アダプタ CC-43S

バッテリパック

BP-21A※＊各出力端子にBNC-ピン出力コードCC-24またはCC-24Sの接続が必要です。

※CC-43J が別途必要です

コンピュータ＊対応するソフトウェアは、
各騒音計のページを参照

BNC 周辺機器
精密騒
精密騒音計
低周波音
低周波
測定機能付
測定機

（

NL-63
NL-6

BNC- ピン出力コード CC-24

外部機器

)

SD-CARD
SD-CAR

BNC 周辺機器
コンパレータ出力 /トリガ入力兼用ケーブル CC-43CT

回転灯、アラームなど

BNC 周辺機器
コンピュータUSB A-ミニBケーブル
AC アダプタ

NC-98E

精密騒音計

NA-28
CF-CARDBNC 周辺機器
BNC- ピン出力コード CC-24

レベルレコーダ

LR-07

マイクロホンオプション型＊ 詳しくは P.17「マイクロホンの組み合わせ例」をご参照ください

コンピュータインタフェースケーブル 5WKR4030

データレコーダ

DA-21

AC アダプタ

NC-98E

BNC 周辺機器
音圧レベル計測アンプ

NA-42

BNC-BNC コード NC-39A
BNC-BNC 同軸ケーブル EC-90A/90B

BNC 周辺機器

多チャンネル分析処理器

SA-02M/02A4＊コンパレータ出力の接続については、
お問い合わせください。

AC アダプタ

NC-99A

コンピュータ
騒音計ユニット

USB A-ミニBケーブル

UN-14
バッテリユニット

BP-17

18

インタフェースユニット

UV-22

コンピュータLAN ケーブル

多機能計測システム

SA-A1

Sound Level Meter

評価量など

測定に関する記述

騒音計

環境基準、騒音規制法で規定されている騒音の評価量
等価騒音レベル（LAeq,T）
で評価する
JIS Z 8731

時間帯補正等価騒音レベル（Lden）
で評価する

環境基準

基準値は地域の類型＊2により異なる（時間帯ごとに重み付け）

新幹線鉄道騒音に係る20本の列車のピークレベルの上位半数のパワー平均値●周波数重み付け特性 A

環境基準

基準値は地域の類型＊3により異なる（午前6時〜午後12時）●時間重み付け特性 S「航空機騒音に係る環境基準」に統一

在来鉄道の新設またはで評価する
等価騒音レベル（LAeq,T）●昼間（7〜22時）のLAeq,15hで60 dB以下

騒音対策指針●夜間（22〜翌日7時）のLAeq,9hで55 dB以下

特定工場などにおいて騒音の時間的変動の状態に対応させて以下の評価量を用いる

発生する騒音の規制に●騒音計の指示値が変動せず、
または変動が少ない場合

関する基準●周波数重み付け特性 A：指示値（LA）●騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合

記録計

大規模改良に際してのFrequency Analyzer

一日の平均離着陸回数が10回以下の飛行場を対象とした当該指針は暫定指針

Recorder

小規模飛行場環境保全●周波数重み付け特性 A

周波数分析器環境基準など航空機騒音に係るVibration Meter●昼間（6〜22時）のLAeq,16h●夜間（22〜翌日6時）のLAeq,8h
基準値は地域の類型など＊1および時間の区分により異なる

振動計

騒音に係る環境基準

特定建設作業に伴って●周波数重み付け特性 A

発生する騒音の規制に●騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合●時間重み付け特性 F

関する基準：その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値（LA,Fmax,5）
特定工場：基準値は区域の区分。時間の区分により異なる＊4

地震計

JIS Z 8731

：測定値の90パーセントレンジの上端の数値（LA5）

Seismometer：変動ごとの指示値の最大値の平均値（LA,Fmax）●騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合

許容限度

定常走行騒音、近接排気騒音、加速走行騒音を対象

測定方法は同告示

Related Products

自動車騒音の大きさの

別表備考に記述で評価する
等価騒音レベル（LAeq,T）
自動車騒音の限度を●昼間（6〜22時）のLAeq,16h

定める省令（要請限度）●夜間（22〜翌日6時）のLAeq,8h

JIS Z 8731

騒音規制法第4条に基づき、知事が特定工場などにおいて発生する騒音について定める規制基準

規制以下とする。

コードの外形図

基準値は区域の区分 および時間の区分により異なる

商業宣伝などの拡声器放送に係る騒音の防止
対策の推進

One Point品質書類 会社概要

19

概説注) ＊1 AA、AおよびB、Cの別に都道府県知事などが指定。ただし、道路に面する地域にあってはA地域で2車線以上の場合、B地域で2車線以上の場合およびC地域で車線を有する場合の別に分類。
I、II（I以外で通常の生活を保全する必要がある地域）の別に都道府県知事が指定。
＊2 （専ら住居の用に供される地域）
I
して住居の用に供される地域）、II（商工業の用に供される地域などI以外の地域で通常の生活を保全する必要のある地域）の別に都道府県知事などが指定。
＊3 （主と＊4 区域の区分は第1種区域〜第4種区域の別に都道府県知事が指定。時間の区分は、朝（午前5時または6時〜午前7時または8時）、昼間（午前7時または8時〜午後6時、7時または8時）、
夕（午後6時、7時または8時〜午後9時、10時または11時）、夜間（午後9時、10時または11時〜翌日の午前5時または6時）
までとして都道府県知事などが指定。
＊5 1号区域、2号区域の別に都道府県知事などが指定。
（社）日本騒音制御工学会発行 騒音・振動技術の基礎と測定実習より転載
a区域、
b区域、
c区域の別に都道府県知事などが指定。
＊6

測定のための組み合わせ＊6

深夜営業騒音などの

関連製品

騒音規制法

特定建設作業：基準値は85 dBで区域＊5により作業時間などが異なるVibration Meter

振動計（圧電式加速度ピックアップ／サーボ加速度計ほか）

圧電式加速度ピックアップ
3方向

型式

汎 用

アンプ内蔵
小型・TEDS 対応

高温度

小型・高温度小型・高温度PV-86はコネクタ上面

PV-95はコネクタ上面

高感度

外観

構

造

質

量g
※1

電荷感度 pC/（m/s ）2※1

電圧感度 mV/（m/s ）2※2

測定周波数範囲（±1 dB）Hz

PV-97C

PV-93

PV-97ｴ

PV-90T

PV-91C

PV-91CH

PV-85/86

PV-94/95

せん断

せん断

せん断

せん断

せん断

せん断

せん断

せん断

せん断

10

4.7

30

8

2

1.8

3

23

9

0.29

0.12

0.831

ー

ー

ー

ー

6.42

0.714

ー

ー

ー

1.1

0.5

1

11

ー

ー

※5
1〜10 000（Z） 1〜15 000（Z） 1〜8 000（2軸） 1〜7 000（Z）※4
1〜12 000（±10 %） 1〜20 000（±10 %）（±10 %）
1〜5 000（X・Y）（±10 %） 1〜10 000（X・Y） 1〜4 000（1・3） 1〜5 000（X・Y）

※2

ー

ー

取付共振周波数 kHz−50〜＋200

使用温度範囲 ゜
C
価

PV-97

200,000円

320,000円

格

1〜15 000（±10 %）1〜7 000

1〜10 000

ー

50

55

50

24/21

36

−20〜＋125−20〜＋100−50〜＋170−50〜＋170−50〜＋160−50〜＋160

150,000

PV-85 : 70,000円
PV-86 : 90,000円

PV-94 : 80,000円
PV-95 : 80,000円

ー−50〜＋160−50〜＋160※6

160,000円（TEDS通信は−20〜＋85）

220,000円

120,000円

120,000円

VP-51WL（2 m） VP-51L×3（2 m） VP-51C（2 m） VP-51W（3 m） VP-51LC（2 m） VP-51LC（2 m） VP-51LC（2 m） VP-51A（2 m） VP-51A（2 m）

付属コード

15.5

18.7

8.8

12

8.1

約8.1

取り外し用ネジ穴
（M3）

13

12
1

13

Y→

21

14

Z＋

X↓

外形寸法
mm

7

7

8

10.1

10.1

11.1

14

17
22.7

20

3
14

21

φ8

φ7

φ17

φ7

φ13

12

4

7.7

M6 深4.5

4.5

14.7

18.5
M3 深２

3.8
φ7.7

M3 深２

φ6.7

7.5

M3 深２

5.9

φ6.7

M6 深5

5.9

3.8

3.8

13.3

12.5

7.6

11.4

φ7.4

12
5.5

0.3

18.3

型式

2

16
6

3.6

13

φ7.5

14

M6 深4.5

大出力

標準圧電式

防水絶縁

高温度用

PV-87

PV-03

PV-10B

PV-90B

PV-08A

PV-90H

PV-44A

PV-63

PV-65

せん断

圧縮

圧縮

せん断

せん断

せん断

圧縮

せん断

せん断

115

38

120

1.2

0.7

2

29

28

26

40

0.47

ー

0.18

0.102

0.29

7.65

4.59

7.14

小型・軽量

外観

構

造

質

量g
※1

電荷感度 pC/（m/s ）2※1

電圧感度 mV/（m/s ）

ー

ー

5.1

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1〜3 000

20〜1 000（±1 %）
2次校正可能な振動数範囲

3〜8 000

1〜25 000

1〜25 000

1〜20 000（±10 %）1〜10 000

1〜8 000

1〜9 000

取付共振周波数 kHz

9

30

24

70

52

60

28

26

25

使用温度範囲 ゜C−50〜＋160−50〜＋200−20〜＋100−50〜＋160−50〜＋160−50〜＋250−50〜＋260−20〜＋300−50〜＋260

90,000円

530,000円

320,000円

80,000円

120,000円

140,000円

130,000円

300,000円

150,000円

2※2

測定周波数範囲（±1 dB）Hz※2格（2 m）（コード端コネクタ無し） VP-51L（2 m）（2 m） VP-51J 38 cm VP-51LB（2 m） VP-51B
VP-51A（2 m） VP-51A（2 m） VP-51ｴ（1 m） VP-51B
取付穴（φ30円周上）3-φ4.5M6 深4.5

18.2

18.2

27

19.2

0°

7

12

18.2

付属コード

※3

一体型5 m

8.1

価

6
φ5.5

9.1
16
21.8

外形寸法
mm

0°

29.7

16
21.7

7

15.9
21.5

17
22.2

10.1
12

24

φ15.8

φ15.9

φ23

φ15.9

φ16.8

φ7

5

φ5.9

8

22.5

4

10-32 UNF 深4.2

4

M3 深2

8

23
6
9.5

11

7.8

3.6
5.4

3.8
6

6
10

4.5
M6 深4.5

5.7

10

40

29
30.5

M6 深4.5

20.5

φ5.5

9

φ24

φ5.7
M12×1
プロテクトチューブ取付ねじ

M3 深2

φ6.7

※1 代表値、個々のピックアップの感度は校正表（添付）に記載※2 標準取付方法により平滑な面に取り付けた時の代表値※5 150 ℃〜170 ℃では1 Hz〜2 Hz（±15 %） ※6 0.6 Hz〜２０ kHz（±20 %）、0.5 Hz〜２０ kHz（±30 %）※3 延長の場合VP-52AとVP-51A別途必要

M6 深5

M6 深5

※4 100 ℃以下、
1000 m/s2以下［ 注 意 ］ ●圧電式加速度ピックアップは過大な衝撃で圧電セラミックエレメントが破損する場合があります。落下およびマグネットアタッチメント使用に対しては十分注意して扱ってください。

価格 4,000 円

20

26.7

価格 8,000 円

φ21

16 g

VP-53T

価格 6,500 円

M3×0.51.8

マグネット
アタッチメント

5.3

VP-53S

M6×1
3.5

VP-52C

マグネット
アタッチメント

9.7

アタッチメント

BNC
アダプタ

φ8.6

1.6 g

Sound Level Meter

専用電源LF-20を用い、出力をFFT分析器、データレコーダなどに直接入力することが可能
LS-10Cは汎用振動計VM-83に直結して使用可能

価格 180,000 円

仕様

LS-40C仕様

LS-10C

最大測定加速度±20 m/s2

最大測定加速度±30 m/s2

電圧感度0.5 V/（m/s2）±1 %（DC）

電圧感度

0.3 V/（m/s2）±1 %（DC）

測定周波数範囲

DC〜100 Hz（±10 %）

測定周波数範囲

DC〜100 Hz（±10 %）

電源電圧

DC±15 V（±11 V〜±18 V）

電源電圧

DC±15 V（±11 V〜±18 V）

使用温湿度範囲−20 ℃ 〜＋60 ℃ 85 %RH以下

使用温湿度範囲−20 ℃〜＋60 ℃ 85 %RH以下

大きさ・重さ37（H）
×37（W）
×40（D）mm・約230 g（コード含む）

大きさ・重さ37（H）
×37（W）
×40（D）mm・約220 g（コード含む）

LF-20

価格 240,000 円

サーボ加速度計専用の電源

供給電源

3 台まで の L S - 4 0 C で 約 5 0 時 間 、LS-10Cでは約100時間の連続動作が可能（アルカリ乾電池使用時）

出力感度

±15 V
LS-40C使用時

0.5 V/（m/s2）

LS-10C使用時

0.3 Ｖ/（m/s2）

電源

単1形乾電池×6、ACアダプタ（NC-99A、オプション）

大きさ・重さ140（H）
×240（W）
×120（D）mm・約2.7 kg

特殊な圧電素子と内部構造により、圧縮型ながら外部雑音を受けにくく、平坦な振動数特性、優れた温度特性を実現
Back to Back方式により各種の振動ピックアップの比較校正が行える国内、唯一の標準ピックアップ

VE-10

価格 400,000 円

仕様
加振周波数

159.2 Hz±1 %

加振加速度

2
±3 %
10 m/s（RMS）

加振速度

10 mm/s（RMS）
±4 %

加振変位

10 μm
（RMS）
±5 %

大きさ・重さ

約φ51×134（H）mm・約600 g（電池含む）

仕様

チャージアンプに接続し動的な力を測定
水晶素子に加えられた力を電気信号に変換
小型・軽量で、強固な構造

力（ちから）ピックアップ

PF-31

電荷感度

4 pC/N（80 Hz）

測定周波数範囲

2 Hz〜10 000 Hz（±1 dB）

測定力範囲

0.01 N〜5 000 N

大きさ・重さ

約18（六角の対辺）×約15（H）mm・約23 g

コードの外形図

ちから

機械インピーダンスの測定

インピーダンスヘッド

PF-60A仕様

インピーダンスヘッド
供試物体と振動発生器の間に本器を挿入して供試物体を励振し、そのときの加速度ピックアップと力ピックアップからの信号を分析器に入力し、機械インピーダンスを得る

電荷感度

ちから

価格 320,000 円

測定周波数範囲

1 Hz〜10 000 Hz（±1 dB）

最大測定加速度

5 000 m/s2

最大測定力

1 000 N

大きさ・重さ約16（六角の対辺）×約32（H）mm・約37 g

増幅度0.16 Hz〜30 kHz

付属品

コード
（EC-02S・３ m）

延長コード

延長接続例

CCLD方式（定電流駆動電源）に対応

チャージコンバータ（BNC入力端子にダイレクト接続）

圧電式加速度ピックアップ

VP-26A（6ピン）EC-02Sシリーズ

振動計 VM-83・UV-15

仕様

電荷出力タイプの圧電式加速度ピックアップを使用した振動計測をより簡素化

VP-40

VP-40

VP-42

増幅度

1 mV/pC±2.5 %（80 Hz） 1 mV/pC±2.5 %（80 Hz）

周波数範囲

1 Hz〜30 kHz（±5 %） 1 Hz〜30 kHz（±5 %）

価格 65,000 円

価格 65,000 円

1 mV/pC

周波数範囲

接続ケーブル

接続例

VP-51シリーズ

圧電式加速度ピックアップ

接続ケーブル

接続ケーブル

圧電式加速度ピックアップ

VP-51シリーズ

VP-42

VP-51Aシリーズ
100 mまで延長可能

VP-40
BNCアダプタ

VP-52C

SA-02
SA-A1
ＤＡ-２1
VA-12
VM-82A

21

One Point品質書類 会社概要

VP-26A

VP-42

3.20 pC/（m/s2）（80 Hz）
260 pC/N（80 Hz）

仕様

ピックアップコードの延長による感度の低下の防止
外部雑音の影響の増大の防止
小出力ピックアップを使用する場合

振動計用プリアンプ

チャージコンバータ（小型・中継型）

加速度検出部
力検出部

概説

ピックアップと振動計間の延長に使用

価格 100,000 円

加速度ピックアップと力ピックアップを一体化した測定のための組み合わせ価格 210,000 円

関連製品

動的な力の測定約16（六角の対辺）×約29（H）mm・
約38 g

圧電式加速度ピックアップおよびそれを用いた振動計や振動測定システムを校正するための、単一周波数の基準振動源（正弦波）
小型軽量のため持ち運びが容易。乾電池動作のため現場で使用することが可能
サーボ回路の採用により、70 gまでの重さのピックアップの校正が可能

校正用加振器5 000 m/s2

大きさ・重さ地震計

ピックアップや振動計を現場で校正

5 Hz〜10 000 Hz（＋10、−1 %）
最大測定加速度

Seismometer

価格 530,000 円

0.47 pC/（m/s2）（80 Hz）
20 Hz〜1 000 Hz（±1 %）、Related Products

PV-03

電荷感度
測定周波数範囲

Recorder仕様

標準圧電式
加速度ピックアップ

記録計

各種振動ピックアップの比較校正に用いる標準ピックアップ

周波数分析器仕様

サーボ加速度計用
電源

振動計

価格 330,000 円

工作機械など大型構造物の振動測定および分析に適す

LS-10C

Vibration Meter

LS-40C

サーボ加速度計

Frequency Analyzer

サーボ加速度計

重力加速度（直流）から約100 Hzまでの超低周波数領域の振動を、フラットな周波数レスポンスで測定可能
直流まで感度、位相特性が平坦であるため地震あるいは、制御装置、建築、土木、

騒音計

アクティブ制振・地震計のセンサに

Vibration Meter

振動計（振動レベル計／ソフトウェア／振動校正器）

振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
振動測定マニュアル※にも対応。
※公益社団法人 日本騒音制御工学会 環境振動評価分科会作成

振動レベル（Lv）、振動加速度レベル（Lva）を同時に測定SD-CARD

メモリカード対 応 器 種

最大32 GBのSDカードに対応

仕様はP.15「メモリカード」を参照

単3形アルカリ乾電池・ニッケル水素充電池で2７時間測定
防塵防水性能IP54（本体）

振動レベル計VM-55

仕様

指定製造事業者 指定番号：351301
型式承認番号・第TW161号

適合規格

計量法振動レベル計 JIS C 1510:1995

JIS C 151７:２０１４

CEマーキング、
WEEE指令、
中国版RoHS (中国輸出品のみ)
測定機能

価格 405,000 円（検定付き）

3方向同時測定が可能
振動レベル L vおよび振動加速度レベル L va

380,000 円（検定なし）

振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド

465,000円（VX-55EX付きセット価格・検定付き）
440,000 円（VX-55EX付きセット価格・検定なし）

演算測定
（演算値）

振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベル L eq
振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L 5、L 10、
L 50、L 90、L 95
振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 L max
振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 L min

測定周波数範囲

振動レベル 1〜80 Hz、
振動加速度レベル 1〜80 Hz

測定レベル範囲
振動レベルの鉛直方向

25〜129 dB

振動レベルの水平方向

30〜122 dB

振動加速度レベル30〜129 dB

ストアモードManual、Auto※、Timer Auto※の3種類

電源

単3形乾電池8本または外部電源、
ACアダプタ（オプション：NC-98E）、
バッテリパック（BP-21A オプション）

大きさ・重さ

約175 mm（H）
×175 mm（W）
×40 mm（D）・約780 g（電池含む）※VX-55EXが別途必要

オプション
メモリカード（512 MB SDカード）

MC-51SD1

メモリカード（2 GB SDカード）

MC-20SD2

30,000円

メモリカード（32 GB SDカード）

MC-32SP3

100,000円

仕様

15,000円

3方向振動ピックアップ PV-83C（付属）感度60 mV/（m/ｓ2）

防水性

JIS C 0920 保護等級7（防浸型）

使用温度範囲

−10 ℃〜＋50 ℃

大きさ・重さ

約φ67×41（H）mm・約335 g

さまざまなプログラムを追加

機能拡張プログラム

VX-55EX

VX-55EX

価格 80,000円

オートストア機能（瞬時値、演算値）／マーカ機能／
コンパレータ機能／データ連続出力機能

VX-55EXをインストール ※ するとVX-55WR・VX-55RTを追加することができます※インストールしたVX-55EXはアンインストール
することはできません

VX-55EX+
追加機能+
VX-55EXは512 MBのSDカードで供給します。インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使 用可能になります。

プログラム型式

VX-55WR

VX-55RT

振動波形モニタ（波形収録）

VX-55WR

1/3オクターブバンド分析
1/3オクターブ

VX-55RT

1/3オクターブバンドフィルタ出力
1/3オクターブバン

波形収録プログラム

VX-55WR

価格 100,000円

振動レベルの演算と同時に波形収録することが 可 能 。収 録したデ ー タ は 、コンピュータで分析が可能で、周波数分析にも対応（非圧縮波形WAVEファイル）

1 kHzサンプリング。24 bitまたは16 bitから選択
最大収録時間（16 bit時）
VX-55WRは2 GBのSDカードで供給します。インストール後は2 GBのSDメモリカードとして使用可能になります。

メモリカードサンプリング周波数

1 kHz

1/3オクターブ実時間分析プログラム

VX-55RT

価格 200,000円

1/3オクターブバンド実時間分析が可能。保存された分析結果を読み出し、表示が可能。

VX-55RTは512 MBのSDカードで供給します。インストール後は512 MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

1/3オクターブ分析画面

22

512 MB

2 GB

32 GB

約13時間

約55時間

約950時間Sound Level Meter

価格 300,000 円

価格 400,000 円

AS-60VM

AS-60VMRT

VM-55＋VX-55EX+VX-55RTで測定したデータをコンピュータで管理

Recorder■ VM-55/53A※※オートストアデータのみ対応

AS-60の仕様はP.9を参照

Seismometer

波形処理ソフトウェア

AS-70 価格 200,000円

VX-55WRで収録したWAVE形式データファイルを読み込み、FFT分析、オクターブバンド・1/3オクターブバンド分析が可能
実音ファイルの再生が可能

Related Products

振動レベル計の点検校正用加振器

価格 1,400,000 円

レベル・校正周波数の変動はほとんどありません。

VP-33A

仕様

加振周波数
加振加速度

オプション
絶縁アタッチメント

VP-53C

19,000円（振動レベル計ピックアップ以外の加速度ピックアップ校正用）

23

One Point品質書類 会社概要

最大搭載重量
使用温湿度範囲
電源
大きさ・重さ

概説

加速度波形歪率
加振テーブル

6.3 Hz ± 2 %）97 dB ± 0.5 dB（0 dB＝10−5 m/s2（rms）
1 m/s2 ± 0.06 m/s2（peak）
5 %以下（周波数帯域：1〜100 Hz）
φ130 mm
加速度ピックアップ取付用ネジ径：M6 深さ 10 mm
2.6 kg+15〜+35 ℃ 90 %RH以下
AC100 V（50 Hz/60 Hz切替式）
1 A以下
196（H）
×304（W）
×189（D）
mm・約21 kg

コードの外形図

加振機構は機械式（カム方式）ですが低歪率です。
駆動用モータには負荷の変動や電源電圧の変動に対しても安定して動作するモータを使用していますので、加速度ピックアップの重さの違いによる校正測定のための組み合わせ

振動校正器

関連製品

AS-70の仕様はP.43を参照

地震計

VX-55WRで収録したWAVE形式データファイルを分析・保存が可能

記録計

対応器種

周波数分析器Frequency Analyzer

VM-55＋VX-55EXで測定したデータをコンピュータで管理

Vibration Meter

環境計測データ管理ソフトウェア（1/3オクターブ振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

振動計

環境計測データ管理ソフトウェア（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

騒音計

AS-60にVM-55で測定したデータを扱える機能を追加

Vibration Meter

振動計（汎用振動計 / その他）

加速度、速度、変位の3モードに対応。最大1000個のデータを保存

汎用振動計

VM-82A

価格 220,000 円

回転機械を中心とした産業用機械の保守管理、点検用
加速度、速度、変位を適切な周波数範囲で測定し、機械の振動状態を評価
USBインタフェースを搭載。コンピュータに保存データの転送可能
アルカリ乾電池による24時間の連続測定。環境に配慮したニッケル水素電池にも対応
仕様
測定範囲（PV-57ｴを用いた場合）
ACC（加速度）0.02〜200 m/s2

EQ PEAK

1 Hz〜5 kHz

VEL（速度）

0.3〜1 000 mm/s

RMS

3 Hz〜1 kHz

0.1〜1 000 mm/s

RMS

10 Hz〜1 kHz※

0.02〜100 mm

EQ PEAK3 Hz〜500 Hz

0.001〜100 mm

EQ PEAK10 Hz〜500 Hz

DISP
（変位）
出力

交流出力・直流出力

電源

単3形乾電池4本（アルカリ／ニッケル水素）
またはACアダプタ（オプション：NC-98E）

大きさ・重さ

約171.5（H）
×74（W）
×25.5（D）mm・約270 g（電池含む）

付属品

圧電式加速度ピックアップ PV-57ｴ、
ピックアップ用カールコード VP-51Kｴ、マグネットアタッチメント VP-53S※JIS B 0907「回転機械及び往復動機械の振動−振動シビアリティに関する要求事項」に示される周波数範囲を満たす。

オプション
チャージコンバータ

VP-40

65,000円〃

VP-42

65,000円

BNCアダプタ

VP-52C4,000円

BNC-ピン出力コード

CC-24

4,000円

加速度、速度、変位の3モードに対応。サーボ加速度LS-10Cの接続が可能

汎用振動計

VM-83

価格 430,000 円

圧電式加速度ピックアップまたはサーボ加速度計LS-10Cで検出された振動を測定、評価
指示特性として実効値、等価ピーク値、等価P-Pがあり、最大値ホールド、
ピークホールドの機能も装備
4種類の入力端子を持ちあわせ、加速度、速度、変位が選択でき、サーボ加速度計LS-10Cを用いることにより圧電式加速度ピックアップでは困難な0.1 Hz以上の超低周波振動の測定が可能
コンパレータ機能搭載により、レベル判定出力が可能
仕様
振動数範囲

圧電式

サーボ

加速度 1 Hz 〜 20 kHz ±5 %速度

1 Hz 〜 3 Hz±10 %、3 Hz 〜 3 kHz ±5 %変位

1 Hz 〜 3 Hz±20 %、3 Hz 〜 500 Hz ±10 %加速度 0.1 Hz 〜 100 Hz ±5 %

加速度計 速度
変位0.1 Hz 〜 0.3 Hz ±10 %、0.3 Hz 〜 100 Hz ±5 %0.1 Hz 〜 0.3 Hz ±20 %、0.3 Hz 〜 100 Hz ±10 %

電源

単2形乾電池×4、
ACアダプタ（オプション：NC-98E）

大きさ・重さ171（H）×120（W）
×234（D）mm・約1.8 kg

オプション

24

圧電式加速度ピックアップ

各種

お問い合わせください

ピックアップ用ケーブル

各種

お問い合わせください

振動レベル計/振動計ピックアップコード

EC-02Sシリーズ（3 m〜）

振動計用プリアンプ

VP-26A

インタフェースケーブル

5WKR4030

9,000円〜
100,000円
5,000円Sound Level Meter

ポケッタブル振動計

騒音計

押し当てるだけで、測定できる（RIOVIBRO）

Vibration Meter

現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な
用途に適す
仕様
測定範囲

0.1 m/s2〜199.9 m/s2 EQ Peak（RMS × √2）・10 Hz〜15 000 Hz
0.1 mm/s〜199.9 mm/s RMS・10 Hz〜1 000 Hz

変位

0.001 mm〜1.999 mm EQ P-P（RMS × 2√2）・10 Hz〜1 000 Hz表示

3 1/2桁デジタル
（LCD）
、約1秒

電源

単3形電池２本（アルカリ/ニッケル水素）、約50時間

大きさ・重さ約178（H）×64（W）
×27（D）mm・約200 g
オプション
VP-53Y6,000円

イヤホン

VP-37

20,000円

Seismometer
Related Products

マイクロマスタ関連製品

回転機械で起こりうる異常現象を発生させる故障シミュレータ

地震計

設備診断技術習得のための装置

記録計

Recorder

アタッチメント（L）

周波数分析器

加速度
速度

Frequency Analyzer

価格 128,000 円

ピックアップと本体を一体化したポケットに入る200 gの超小型振動計

振動計

VM-63C

価格 お問い合わせください

コードの外形図

回転数100〜3 000 rpm

作り出せる異常現象

アンバランス
軸受の傷（内輪or外輪：注文時選択）
AC100 V・50/60 Hz

大きさ・重さ100（H）×250（W）
×149（D）mm・約3.9 kg

概説

電源One Point品質書類 会社概要

ミニマスタ
価格 お問い合わせください仕様
回転数

100〜1 400 rpm

作り出せる異常現象

アンバランス
ミスアライメント
ボルトのゆるみ（ガタ）
軸受の傷（付属：外輪。オプション軸受セット：内輪、転動体、内外輪）
歯車の欠陥（歯幅1/2摩耗）

電源

AC100 V・50/60 Hz

大きさ・重さ293（H）
×350（W）
×265（D）mm・約22 kg

測定のための組み合わせ仕様25

Vibration Meter

振動計（振動計ユニット／2チャンネルチャージアンプ）

騒音と振動の同時計測が、ユニットの組み合わせにより、
フレキシブルに構築可能

振動計ユニット

UV-15

TEDS 対応

振動計ユニットUV-15と騒音計ユニットUN-14との連結が可能で、最大16チャンネル連結に対応
圧電式加速度ピックアップ、プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ、TEDS対応の加速度ピック

価格 240,000 円

アップ入力に対応
各ユニットに表示器を持ち、各種設定、測定値、バーグラフを表示
インタフェースユニットUV-22を連結することにより、振動計システムをコンピュータから設定・制御、測定値の受信を行うことが可能
バックライト付き液晶と、警告を表示するLEDを採用
JIS標準のラック取り付け台 CF-27（オプション）を用意
電源は、
ＡＣアダプタおよびバッテリユニットBP-17を使用可能
仕様
入力

マイクロドットコネクタ 圧電式加速度ピックアップ（最大入力電荷100 000 pC）
CCLD

プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ（24 V 4 mA）（定電流駆動）TEDS対応プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ（24 V 4 mA）

7ピン プリアンプコネクタ

プリアンプ（VP-26A）を介した圧電式加速度ピックアップ用（コネクタタイプPRC-03） （最大入力電圧±10 V）
周波数範囲

ACC（加速度）

1 Hz〜15 kHz（交流出力の許容差±5 ％）、0.5 Hz〜30 kHz（交流出力の許容差±10 ％）VEL（速度）

3 Hz〜3 kHz（交流出力の許容差±5 ％）

DISP
（変位）

3 Hz〜500 Hz（交流出力の許容差±10 ％）HPF（減衰量-18 dB/oct） 3、5、10、15、20、30、50、100、150、200 Hz、OFF

フィルタ（-10 ％落ち）（UV-22使用時にユーザフィルタ対応可）

LPF（減衰量-18 dB/oct） 300、500、1 k、1.5 k、2 k、3 k、5 k、10 k、15 k、20 kHz、OFF（-10 ％落ち）
電源（UV-22使用時にユーザフィルタ対応可）
DC9 V〜15 V、適合ACアダプタNC-99A、バッテリユニット BP-17、
シガレットアダプタCC-82（オプション16台以下＊）＊車のバッテリの容量により異なります。

大きさ・重さ150（H）
×36（W）
×179（D）mm（突起物を含まず）
・約500 g
オプション

前面

背面

UN-14/UV-15専用のインタフェースユニット

インタフェースユニット

UV-22

圧電式加速度ピックアップ

各種

お問い合わせください

ピックアップ用ケーブル

各種

お問い合わせください

BNC-BNCコード

NC-39A

4,000円振動計用プリアンプ

VP-26A

100,000円

振動レベル計/振動計ピックアップコード

EC-02S（3 m〜）

9,000円〜

USBおよびEthernetの2つのインタフェースを有し、コンピュータからのコマンドによりUN-14およびUV-15を制御可能
UV-22Viewer（付属）を使用すると、UN-14およびUV-15の設定制御、測定値の確認がコン
ピュータ上で行え、任意にカットオフ周波数HPF/LPF（ユーザフィルタ＊）の設定が可能
UN-14およびUV-15を複数台連結した計測時は、マスタスレーブ機能が有効になり、操作が簡便

価格 250,000 円※ 2チャンネルチャージアンプUV-16は接続できません。 ＊ 指定の周波数範囲内で1/3オクターブバンドステップで設定可能。

仕様
設定制御内容（UN-14、UV-15共通） 入力設定、感度、HPF、LPF、ユーザフィルタ
UN-14のみ

周波数重み付け特性、レベルレンジ、時間重み付け特性

UV-15のみ

測定モード、
レンジ、指示特性
UN-14 100 m秒ごとの瞬時値、最大値、Peak、Leq

測定値

UV-15 100 m秒ごとの瞬時値、最大値、±Peak
UN-14/UV-15インタフェース
接続ユニット数

UN-14/UV-15を合計16台までコンピュータインタフェース
USB

USB1.1（ 1台のコンピュータに対し1台のUV-22を接続）
コネクタ

Ethernet

Mini B
10/100 Base-TX（1台のコンピュータに対し1台のUV-22を接続）

使用温湿度範囲-10 ℃〜50 ℃ 90 ％RH以下

電源

DC9 V〜15 V、適合ACアダプタ NC-99A、専用バッテリユニット BP-17、
シガレットアダプタ CC-82（オプション16台以下＊） ＊車のバッテリの容量により異なります

消費電流

前面

背面

約240 mA（DC12 V LAN動作時）

大きさ・重さ150（H）×36（W）
×179（D）mm・約500 g

付属品

UV-22Viewer×1（CD-ROM）、USBケーブル

UV-22振動騒音
モニタリングシステム

CAT-UV22-MS

価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）

UN-14やUV-15を使用して測定される音と振動の時間データをモニタリングおよび収録することが可能
UN-14やUV-15を最大16台までUV-22に接続可能なため、多点測定を行うことも可能

26

グラフ表示タブ（全チャンネル）設定タブ

Sound Level Meter

2チャンネルチャージアンプ

UV-16

騒音計

エンジン・モータなどの製品開発や、発電所・工場内に設置されている機器の振動を測定
圧電式加速度ピックアップもしくはプリアンプ内蔵型加速度ピックアップの入力に対応

仕様
入力

圧電式加速度ピックアップ
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ（24 V 4 mA）

周波数範囲

ACC（加速度）

1 Hz〜15 kHz（交流出力の許容差±5 ％）0.5 Hz〜30 kHz（交流出力の許容差±10 %）

VEL
（速度）

3 Hz〜3 kHz（交流出力の許容差±5 ％）

DISP
（変位）

3 Hz〜500 Hz（交流出力の許容差±10 ％）フィルタ

周波数分析器Frequency Analyzer

電源は、
ＡＣアダプタおよびバッテリユニットBP-17を使用可能

Vibration Meter

することが可能液晶画面、過負荷表示用LED、操作スイッチ、入出力端子、電源入力端子、連結用コネクタを実装
JIS標準ラックに取り付け可能（最大12台・24チャンネル）振動計

筐体を連結することにより、最大16台32チャンネルまでの多チャンネルチャージアンプを構成

価格 220,000 円

HPF 10 kHz、LPF 1 kHz は JIS B 0907：1989 周波数応答補正用フィルタに準拠
OFF、10 Hz、
20 Hz、50 Hz

LPF

1 kHz、3 kHz、
10 kHz、OFF
DC9 V〜15 V、適合ACアダプタNC-99A、バッテリユニット BP-17、Recorder電源

シガレットアダプタCC-82（オプション16台以下＊）＊車のバッテリの容量により異なります。
大きさ・重さ150（Ｈ）
×36（Ｗ）
×179（Ｄ）mm（突起部を含まず）・約500 g

記録計

HPF

オプション
各種

お問い合わせください

各種

お問い合わせください

BNC-BNCコード

NC-39A

Seismometer

4,000円背面

Related Products

UV-15、UV-16、ＵＮ-14に連結。移動測定にも対応（電源に下記のいずれかが必要です）

バッテリユニット

BP-17

コードの外形図

価格 135,000 円

連続使用時間：約8時間（アルカリ乾電池、UV-15、UN-14の時）
約17時間（アルカリ乾電池、UV-16の時）※3台連結、
室温25 ℃時（CHARGE設定、通常動作。環境条件、設定条件により異なります）

測定のための組み合わせ

乾電池駆動であわせて3台まで接続可能（ACアダプタ駆動であわせて1台〜16台まで接続可能）
単2形乾電池：8個使用

関連製品

オプション

地震計

前面

圧電式加速度ピックアップ
ピックアップ用ケーブル

概説

背面

UV-15との連結接続例

ACアダプタ

ラック取り付け台

価格 14,000 円

価格 42,000 円

NC-99A

AC100 V〜240 V、DC12 V

One Point品質書類 会社概要

前面

CF-27（JIS 標準）

大きさ：149
（H）
×480
（W）
×320
（D）
mm

27

Vibration Meter

振動計（振動分析計／ 3 軸振動計）

設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ
振動分析計VA-12はFFT分析機能付きの振動計

振動分析計

SD-CARD

VA-12

メモリカード対 応 器 種
仕様はP.15「メモリカード」を参照

価格 550,000 円

振動計モード
加速度・速度・変位および波高率の同時測定が可能
振動計モード画面例

FFTモードリアルタイム分析周波数20 kHz
時間波形表示やスペクトル表示ができ、最大3 200ラインの周波数分析が可能。また包絡線（エンベロープ）処理も可能
振動波形の記録も可能（分析周波数20 kHz時、10秒）
記録波形はWAVEファイルで、
メモリカード（SDカード）に保存可能
タイマよる自動測定可能

判りやすい日本語メニュー
表示器は、屋外・屋内・暗所のいずれの環境でも視認性に優れた
TFTカラー液晶（240×320ドット）
仕様
適合規格
入力

CEマーキング（EMC指令 2004/108/EC）

トリガ

トリガソース

中国版RoHS（中国輸出向け）、WEEE指令

外部信号

TTLレベルの立ち下がり信号で外部トリガ制御

測定チャンネル数

1チャンネル

入力レベル

時間波形が設定レベルを横切るとトリガが発生

コネクタおよび種類など

BNC、
CCLD 18 V 2 mA

設定レベルは片側振幅フルスケールの1/8ステップで設定可能（CCLD 24 V 4 mAはファクトリオプション）

トリガ動作

センサ

圧電式加速度ピックアップPV-57（
ｴ 付属）

フリーラン

トリガに関係なく、常時演算感度設定可能範囲

0.100〜99.9 mV（m/s2）

リピート

トリガ発生ごとに演算を行なう

シングル

トリガが発生すると1回のみ演算

入力

PV-57ｴ使用時

レンジ

A C C (加速度)

1、
3.16、
10、31.6、
100、
316、1 000 m/s2(rms)

V E L (速度)3.16、10、31.6、100、316、1 000、3 160 mm/s(rms)

DISP (変位)

0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3、89.4 mm(EQp-p)

タイマ

開始時刻、
ストア間隔、ストア個数によるデータ保存

プリトリガ

フレーム時間の1/8以前のデータから演算を開始

メモリ メモリ媒体

測定範囲（PV-57ｴ使用時、ハイパスフィルタ 3 Ｈｚ、ローパスフィルタ 20 kHz）

ストアファイル※
SDカード（最大2 GB）

測定値および設定条件を一組としたデータをメモリカードに保存

A C C (加速度)0.02〜141.4 m/s2(rms) 連続測定

瞬間最大加速度700 m/s2

設定条件メモリ

本体内部に5個までの設定条件を保存

V E L (速度)0.2〜141.4 mm/s(rms)159.15 Hz時

WAVEファイル

1ファイルに付き10秒記録可能（分析周波数20 kHz）

DISP (変位)

0.02〜40.0 mm(EQp-p)15.915 Hz時

1 000データを1ストア名に保存。100ストア名まで保存可能

測定周波数範囲（電気特性）A C C (加速度)

1 Hz〜20 kHz

V E L (速度)

3 Hz〜3 kHz

DISP (変位)

加速度包絡線

BMPファイル

表示中の画面をBMPファイル形式で保存

リコール機能測定データをメモリカードから読み出し、画面上への表示を行なう。

入出力 トリガ入力端子

3 Hz〜500 Hz
1 kHz〜20 kHz

電源

フィルタ

リムーバブル リムーバブルディスクとして接続（ミニB）

ディスク機能DC12 V（11〜15 V）

ACアダプタ NC-99A、
単3形乾電池×8

電池寿命

前置

ハイパス

1 Hz(加速度のみ)、
3 Hz、
10 Hz、
1 kHz (-10 ％点)

フィルタ

フィルタ

遮断特性 -18 dB/oct

ローパス

1 kHz、
5 kHz、
20 kHz (-10 ％点)フィルタ

遮断特性 -18 dB/oct

外部トリガ入力端子、超ミニジャックφ2.5 mm（CC-24使用）

USB端子

大きさ・重さ

約12時間（23 ℃、アルカリ乾電池、
バックライトOFF）
213
（H）
×105
（W）
×36（D）mm（プロテクトカバーなし）
・
約850 g（電池含む、
プロテクトカバー付き、
PV-57ｴ接続時）

加速度包絡線用フィルタ
ハイパスフィルタ
振動計モード A C C (加速度)

FFTモード1 kHz (-10 ％点)

遮断特性 -18 dB/oct

m/s2

rms値、波形ピーク値、
波高率

オプション

V E L (速

度)

mm/s

rms値

波形処理ソフトウェア

AS-70

200,000円

DISP (変

位)

mm

EQp-p

波形分析ソフト

CAT-WAVE

250,000円

時間波形、
スペクトル、加速度包絡線処理

圧電式加速度ピックアップ

各種

分析点数

512、
1 024、
2 048、
4 096、
8 192(3 200ライン)

BNCアダプタ

VP-52C4,000円

時間窓関数

レクタンギュラ（矩形）、
ハニング、
フラットトップ

チャージコンバータ

VP-40

65,000円

演

リニア平均、
最大値、指数平均、瞬時値

SDカード 512 MB※

MC-51SS1

15,000円

100 Hz、
200 Hz、
500 Hz、
1 kHz、2 kHz、5 kHz、

SDカード ２ GB※

MC-20SS2

３０，０００円

10 kHz、
20 kHzACアダプタ

NC-99A

14,000円

算

分析周波数

お問い合わせください※動作を保証する当社販売品をお使いください28

価格 360,000 円

れのモードになるなどに対応し3軸加速度計として使用可能

仕様
3ch（3ch振動入力プリアンプ使用）

周波数範囲

0.5 Hz〜5 000 Hz
加速度 m/s

入力切り替え入力切り替えスイッチによる設定（3チャンネル同時設定）

2

設定の種類

（瞬時値の3方向）

チャージアンプ×1倍：
感度1 ｍＶ/pC

3方向独立出力（交流）

チャージアンプ×1/10倍：

電源

単2形乾電池（アルカリ）×4、連続16時間使用可能

使用温湿度範囲−10 ℃〜＋50 ℃、90 %ＲＨ以下

大きさ・重さ

56（Ｈ）
×200（Ｗ）
×175（Ｄ）mm・約1 kg（電池含む）

感度0.1 ｍＶ/pC
CCLD

FFT分析カード＊VX-54WBとVX-54WHに付属

仕様

VX-54FT

表示項目

1.FFT処理したスペクトル表示
2.時間領域で算出される実効値（O.A.）
3.周波数領域で（FFTの結果から）算出

価格 150,000 円

されるO.A.値＊

分析ライン数400ライン

演算

瞬時値、RMS方式、
最大値

ストアデータ

VX-54FTカードへのマニュアルストア
3ch分のFFTスペクトルデータをCSV形式で保存
1ファイルへ最大100組データ（3chを1組とする）
記録、最大50ファイル

（付属）

適合規格

ISO 20283-5：2016、JIS F 0907：2003

入力

圧電式加速度ピックアップ（3方向）
PV-83CW、圧電式加速度ピックアップ（1方向）PV-57A（オプション）

周波数範囲

1 Hz〜80 Hz（PV-57AでFLAT特性の場合上限1 kHzまで）

周波数重み付け特性

Wm（ISO 2631-2：2003）、帯域制限特性

演算機能

RMS、
max
（MTVV）、min

測定時間

10 sec、1 min、2 min、10 min

Related Products

仕様

グラフィック画面

全身振動
測定カード

VX-54WB

価格 320,000 円

コードの外形図

ISO 2631による全身振動の計測・評価のための円盤状3方向ピックアップ

座席用振動ピックアップ

振動の人体応答に関する評価方法の、ISO 2631や
PV-62
JIS B 7760に規定された測定と評価が可能
価格 350,000 円
全身振動の測定装置は、座席用ピックアップPV-62、3軸振動計VM-54、全身振動測定カードで構成
測定結果は、メモリカード（CFカード）へ保存が可能

仕様
成分数

3成分
（直交座標の3軸成分）

電荷感度（16 Hz）
3.5 pC/（m/s2）

測定周波数範囲 1 Hz〜100 Hz （±0.5 dB）
大きさ・質量約φ210×約12（H）mm・約400 g

仕様
ISO 2631-1：1997、ISO 2631-2：2003、ISO 8041：2005、JIS B 7760-1：2004、JIS B 7760-2：2004

入力

座席用振動ピックアップ（3方向）PV-62、圧電式加速度ピックアップ（3方向）PV-83ＣＷ

概説

適合規格

測定のための組み合わせ※電源・使用温湿度範囲・大きさ・重さはVM-54仕様と同じ

全身振動に対する暴露の評価

関連製品

乗客や乗組員が常時滞在する区域の、居住性に関する振動の計測・記録および評価基準について規定されたISO 20283-5 : 2016、JIS F 0907の測定と評価が可能
船舶振動の測定装置は、3方向加速度ピックアップPV-83CW（床用、付属）、3軸振動計VM-54、船舶振動測定カードで構成
測定結果は、
メモリカード（CFカード）へ保存が可能地震計

価格 260,000 円

ハニング、
レクタンギュラ

PV-83CW

客船及び商船の居住性に関する振動計測システム

VX-54WS

X、
Y、Zの3チャンネル同時分析

時間窓

Seismometer

サブ画面

メモリカードとして機能し、FFT結果データをCSV形式で保存することが可能
付属のエクセルマクロにより、
ストアデータからグラフ表示にすることが可能（VX-54WS、VX-54WB、VX-54WHのFFT分析も可能）

各プログラムカードによる測定チャンネル

Recorder

表示機能

記録計

＊周波数範囲を指定したパーシャルオーバーオール値の算出可能

船舶振動
測定カード

周波数分析器

出力端子Sound Level Meter

価格 120,000 円
仕様

入力
測定モード

VP-80＊

Vibration Meter

プログラムカードをインストールすることで、それぞ

振動計

VM-54

3ch振動入力
プリアンプ

Frequency Analyzer

3軸振動計

加速度ピックアップや振動レベル計用ピックアップ

騒音計

3方向の出力を装備。周波数分析器、データレコーダなどに波形記録が可能

周波数範囲

0.5 Hz〜80 Hz

周波数重み付け特性

Wk、Wd、Wb、Wc、Wj、Wm、
Wg＊、帯域制限特性

演算機能

RMS、
MTVV、VDV、
振動合成値、PEAK、
クレストファクタ

測定時間

1 sec〜30 secの1秒刻み設定可能1 min、10 min、30 min、1 hour、4 hour、8 hour、12 hour（Max 12 hour）

ニューメリック画面※電源・使用温湿度範囲・大きさ・重さはVM-54仕様と同じ ＊VX-54WB1のみの機能

手腕振動
測定カード

VX-54WH

価格 320,000 円

手腕系に伝達される振動暴露の評価について、ISO 5349-1、ISO 5349-2、
JIS B 7761-1、JIS B 7761-2に規定された測定と評価が可能
手腕振動の測定装置は、圧電式加速度ピックアップPV-97C、3軸振動計
VM-54、手腕振動測定カードで構成
測定結果は、
メモリカード（CFカード）へ保存が可能PV-97I
仕様はP.20を参照

仕様
適合規格

One Point品質書類 会社概要

PV-97C

手腕振動に対する暴露の評価

ISO 5349-1：2001、ISO 5349-2：2001、ISO 8041：2005、JIS B 7761-1：2004、JIS B 7761-2：2004、JIS B 7761-3：2007

入力

圧電式加速度ピックアップ（3方向）
PV-97C/97Ⅰなど

周波数範囲

8 Hz〜1 000 Hz

周波数重み付け特性

Wh

演算機能

RMS、
MTVV、VDV、
振動合成値、PEAK、
クレストファクタ

測定時間

1 sec〜30 secの1秒刻み設定可能1 min、10 min、30 min、1 hour、4 hour、8 hour、12 hour（Max 12 hour）

FFT画面（VX-54FT使用時）※電源・使用温湿度範囲・大きさ・重さはVM-54仕様と同じ

29

Vibration Meter

振動計（振動監視計）

発電所・プラント・生産設備での機械振動を常時監視

振動監視計 UG-50

圧電式加速度ピックアップを用いて、発電所やプラント、生産設備における機械振動を常時監視
回路に主回路と加速度専用回路があり、主回路で加速度、速度、変位から測定モードを選択して価格 お問い合わせください

振動量を測定、監視することが可能
主回路の振動レベルに対して、注意領域（アラーム）と危険領域（トリップ）の警報レベルが設定でき、振動のレベルがこれを超えたときに警報を出力
ハイパスフィルタ、
ローパスフィルタの設定は、主回路と加速度専用回路の両方で可能
仕様
入力切替

監視モード

前面

背面

プリアンプ内蔵型圧電式加速度ピックアップ接続

不平衡入力2

UG-20またはUG-21、UG-23を経由して不平衡接続の場合

平衡入力

UG-20またはUG-21を経由して平衡接続の場合

加速度（m/s2）

EQ PEAK （EQ PEAK=√２×RMS）

速度（mm/s）

RMS

変位（mm）EQ P-P （EQ P-P=2√２×RMS）

測定周波数

加速度

5 Hz〜30 kHz

範囲

速度

5 Hz〜2 kＨz

変位

5 Hz〜100 Hz

フィルタ

HPF

Oﬀ（5 Hz）、10 Hz、30 Hz、50 Hz、500 Hz（-3 dB）

（主回路）

LPF

Oﬀ（30 kHz）、50 Hz、100 Hz、500 Hz、2 kHz（-3 dB）

フィルタ

HPF

Oﬀ（5 Hz）、10 Hz、30 Hz、50 Hz、500 Hz（-3 dB）（加速度専用） LPF

Oﬀ（30 kHz）、50 Hz、100 Hz、500 Hz、2 kHz（-3 dB）

直流出力電圧＋10 V（レンジフルスケール時）

交流出力電圧

加速度 2 Vpeak 速度 2 Vrms 変位 2 Vp-p（レンジフルスケール時）

警報

アラーム警報、トリップ警報、サーキットフォルト
警報時に各リレー接点が短絡し警報LEDが点灯する

警報出力

圧電式加速度ピックアップと振動監視計の中継用

レベルレンジ

加速度専用レンジ（主回路、加速と主回路レンジの

加速度

速度

変位

関係

1 000

1 000

100

300

300

30

100

100

10

30

30

3

10

10

1

3

3

0.3

1

1

0.1

＊

度専用）

プリアンプ UG-20

プリアンプ UG-21

中継ボックス

価格 お問い合わせください

価格 お問い合わせください

価格 お問い合わせください

最大300 ｍまで伝送することを目的とした電荷増幅器

最大400 mまで延長する時に使用されるプリアンプ
用の中継増幅器

電源

入力電圧範囲

主回路

ラック取付パネル

価格 お問い合わせください

価格 お問い合わせください

4-20 ｍAの電流出力 ※ファクトリオプション

5台まで取り付け可能

1 000
100
10
1

AC 85 V〜265 V、47 Hz〜440 Hz

使用温湿度範囲-10 ℃〜50 ℃

大きさ・重さ

約148
（Ｈ）
×80
（Ｗ）
×235
（Ｄ）
mm・約1.5 kg

90 %RH以下

原子力発電所内設備の振動監視用

UG-90

振動監視計

UG-51

＊詳細はお問い合わせください。

価格 お問い合わせください

プリアンプ UG-24

ユーザーフィルタ 主回路でハイパスフィルタ、ローパスフィルタ各１種類を追加可能

NX-50

加速度専用レンジ（主回路の設定レンジでレンジが決まる）＊プリアンプUG-24で入力電荷を10 000 pC以上に設定した場合には、上記のレベルレンジは10倍になる

4-20 ｍAアイソレーションユニット

UG-33

不平衡入力1■HPF：3.15 Hz〜500 Hzにおける、1/3オクターブバンドステップ（速度、変位設定時HPF：6.3 Hz〜500 Hz）■LPF：50 Hz〜10 kHzにおける、1/3オクターブバンドステップ

価格 お問い合わせください

原子力用圧電式加速度ピックアップ用、
電荷増幅器（最大300 mまで伝送可能）

価格 お問い合わせください

圧電式加速度ピックアップ
外観・特長

防水絶縁構造
アンプ内蔵

防水絶縁構造取付共振周波数 kHz ※2
使用温度範囲 ℃
2
最大測定加速度 m/s（peak）

標準取付方法 ※3
防水性
コード
質量 g
価格

（対放射線性、中高温下での原子力関係の測定に適合）

PV-10TPV- 63PV- 65ー
5.1
3 〜 8 000（±1dB）
3 〜10 000（±2 dB）

9.18
ー
3〜 8 000（±1 dB）
3〜10 000（±2 dB）

4.59
ー
1〜 8 000（±1 dB）
1〜15 000（±3 dB）

7.14
ー
1〜9 000（±1 dB）

24−20〜＋100500
M4ねじ（付属）1.5 N・m
JIS C 0920
保護等級8水中型2気圧

24−50〜＋150
2 000
M4ねじ
（付属）
1.5 N・mJIS C 0920
保護等級8水中型2気圧

26−20〜＋300
4 000
M6ねじ（VP-56A付属）
3.5 N・mー

25−50〜＋260
4 000
M6ねじ（VP-53A付属）
3.5 N・mー一体型5 ｍ（コード端コネクタなし）
120
320,000円

一体型5 ｍ120
お問い合わせください

VP-51 ｴ 1 m（付属）
28
300,000円

VP-51B 2 m（付属）26
150,000円
18.2

測定周波数範囲 Hz ※2

高温度の機械振動測定19.2

PV-10B
電荷感度 pC/（m/s2）※1※1
電圧感度 mV/（m/s2）

高温度特性、
軽量、
高感度せん断型（原子力発電所ポンプなどの振動計測、放射量1×107Rのγ線放射に耐える）

取付穴（φ30円周上）3-φ4.5

0°
12

12
0

°

外形寸法（mm）

°

°

0

5000

1
2

0
12

70以上

15.9

17
22.2

3-φ4.5（φ30周上）
取付穴

φ23

21.5
φ15.9

φ16.8

M12×1
プロテクトチューブ取付ねじ※1 代表値、個々のピックアップの感度は校正表（添付）
に記載

注意

30

M6 深5

※2 標準取付方法（※3）
により平滑な面に取り付けた時の代表値●圧電式加速度ピックアップは過大な衝撃で圧電セラミックエレメントが破損する場合があります。落下およびマグネットアタッチメント使用に対しては十分注意して扱ってください。

M6 深5

8

4

8

23

4

6

6

40

39.5

直出コード
（外周部が
プロテクトチューブ）

22.5

φ23

Sound Level Meter※製品の詳細は、各ページを参照してください

機械振動※組み合わせの詳細は、P.52〜の「測定のための組み合わせ」を参照してください

設備診断

振動監視
振動診断

モード解析
トラッキング分析
オンライン
傾向管理 小規模
簡易診断 振動量の測定
精密診断 故障分析

2

目 的 別

振動測定

道路交通振動、建設現場、環境振動、振動規制法
船舶振動
全身振動

振動レベル記録型
式
VM-83 ＋ PVシリーズ
SA-02 ＋ CAT-SA02-CMP01、CAT-CMP-MTA
SA-A1 ＋ SX-A1CMP
LS-40C、LS-10C
SA-02 ＋ AS-14PA5
VE-10、PV-03

掲載ページ
２０、2４
39
４０、４１
２１
3４、3５
２１

その他
目 的 別

品質管理

ライン判定

製造装置の微振動
制振材料の損失係数
振動計校正

関連製品

VM-54 ＋ VX-54WH ＋ PV-97ｴ/97C/93
SA-02 ＋ PV-97ｴ ＋ CAT-SA02-HT
VM-55 ＋ LR-07

掲載ページ
2２
29
29
21、3４
20、29
２０、3４、３９
2２、4３

地震計

手腕振動

3

型
式
VM-55
VM-54 ＋ VX-54WS ＋ PV-83CW
VM-54 ＋ VX-54WB ＋ PV-62
SA-02 ＋ LS-10C ＋ LF-20

人体感覚に関係する振動

記録計

振動可視化

周波数分析器

オクターブ分析
伝達関数

掲載ページ

24、25
20、24
20、26
20、27
28
34
40、４１
34、４０、４１
４０、４１
３４
3４、3８
3４、3８
３０
２４
2４、2５
2８、４０、４１3４、３８Vibration Meter

振動分析

式

VM-63C、
VM-82A
VM-83 ＋ PVシリーズ
UV-15 ＋ PVシリーズ
UV-16 ＋ PVシリーズ
VA-1２
SA-02
SA-A1 ＋ SX-A1VA、SA-A1 ＋ SX-A1FT
SA-02、SA-A1 ＋ SX-A1RT
SA-A1 ＋ SX-A1FT
SA-02
SA-02 ＋ モード解析ソフト ＋ インパルスハンマ
SA-02 ＋トラッキング分析ソフト、SA-A1＋トラッキング分析ソフト
UG-50
VM-82A
VM-63C、VM-82A
VA-12、SA-A1 ＋ SX-A1VA
SA-02 ＋ モード解析ソフト

Frequency Analyzer

多点測定

型

現場測定
実験室での測定
振動計
チャージアンプ
FFT分析

Recorder

ポイント測定

振動計

振動測定

別

Seismometer

目 的Related Products

1

騒音計

振動計測器の選択例

コードの外形図測定のための組み合わせ概説
One Point品質書類 会社概要

31

Vibration Meter

振動計

ピックアップの選び方
圧電式加速度ピックアップ

接続コード

振動計

標準圧電式

圧電式加速度ピックアップ

PV-03

ローノイズコード VP-51A

チャージ
コンバータ

VP-42

外形図はP.51を参照

VP-51A使用

圧電式加速度ピックアップ

PV-90T 小型・TEDS対応

mまで
（100
延長可能 ）

アンプ内蔵

ローノイズコード（コア付き）VP-51LC※TEDS対応はSA-02、
UV-15のみ

VM-83

VP-52C
ローノイズコード（コア付き）VP-51LC

チャージ
コンバータ

VP-40

圧電式加速度ピックアップ

PV-91CH 小型・高温度

汎用振動計

BNC アダプタ

圧電式加速度ピックアップ

PV-91C 小型・高温度

VM-83
UV-15
UV-16

SA-02
DA-21
SA-A1

BNC アダプタ

ローノイズコード（コア付き）VP-51LC

VP-52C

振動計ユニットUV-15

圧電式加速度ピックアップ

汎用

PV-85/86

インタフェースユニット

ローノイズコード VP-51A

VP-26A

圧電式加速度ピックアップ

PV-94/95

ローノイズコード VP-51A

小型・軽量

VM-83
UV-15

圧電式加速度ピックアップ

PV-08A

ローノイズコード（PV-08A用）VP-51J

圧電式加速度ピックアップ

PV-90B

2 チャンネルチャージアンプ

延長コード

UV-16

EC-02S

大出力

ローノイズコード VP-51L（3 m）

バッテリユニット

EC-02SB

BP-17（10 m）

EC-02SD

圧電式加速度ピックアップ

PV-87（50 m、リール付き）

EC-02SE

ローノイズコード VP-51A（100 m、リール付き）

PV-90H小型

ローノイズコード（耐熱）VP-51LB

高温度用※UV-16はプリアンプ
VP-26Aを使用した
延長不可

圧電式加速度ピックアップ

PV-44A

ローノイズコード（耐熱）VP-51B

圧電式加速度ピックアップ

PV-65

チャージ
コンバータ

耐熱コード VP-51ｴ

VP-42

SA-02
DA-21
SA-A1

4チャンネルデータレコーダ

DA-21

VP-51A使用

圧電式加速度ピックアップ

mまで
（100
延長可能 ）

ローノイズコード（三方向）VP-51C

圧電式加速度ピックアップ

方向

PV-97C

SA-02

VP-40

圧電式加速度ピックアップ

PV-93

多チャンネル分析処理器

チャージ
コンバータ

ローノイズコード（耐熱）VP-51B

PV-63

UV-16

外形図は
P.51を参照

圧電式加速度ピックアップ

3

UV-22

プリアンプ

BNC
アダプタ

ローノイズコード VP-51L ×3

VP-52C

圧電式加速度ピックアップ

PV-97

高温度

圧電式加速度ピックアップ

PV-97 ｴ

アンプ内蔵

3 方向ローノイズコード（PV-97 用）VP-51WL
3 方向ピックアップコード（PV-97Ⅰ用）VP-51W

BNC
アダプタ

サーボ式

LS-10C

サーボ加速度計

LS-40C

32

一体型（1 m）

一体型（1 m）

SA-A1

VP-52C

延長の場合

サーボ加速度計

多機能計測システム

延長コード

EC-40A（5 m）
EC-40B（10 m）
EC-40C（30 m、リール付き）
EC-40D（50 m、リール付き）

VM-83
LF-20

汎用振動計 VM-83

LF-20
サーボ加速度計用電源 LF-20

仕様はP.15「メモリカード」を参照

AC アダプタ

振動計

接続コード

Sound Level Meter

メモリカード対応器種

振動計の接続例

周辺機器

Vibration Meter

USB A-ミニBケーブル
AC アダプタ

NC-98E

コンピュータコンピュータBNC 周辺機器

BP-21A＊対応するソフトウェアは、
各騒音計のページを参照

Frequency Analyzer

VM-55

BNC- ピン出力コード CC-24

外部機器

周波数分析器

バッテリパック

SD-CARD

RS-232C シリアルｴ/O ケーブル CC-42R

振動計

コンピュータコンピュータ

振動レベル計騒音計

SD-CARD

コンピュータAC アダプタ

SD-CARD

RecorderUSB A-ミニBケーブル
回転灯、アラームなど

振動分析計

VA-12

記録計

NC-99A

BNC 周辺機器
AC アダプタ

Seismometer

USB A-ミニBケーブル

NC-98E

BNC 周辺機器
汎用振動計

VM-82A

BNC-ピン出力コード CC-24

Related Products

LR-07＊詳しくは P.32 「ピックアップの選び方」をご参照ください。

コンピュータインタフェースケーブル 5WKR4030

BNC 周辺機器

AC アダプタ

BNC-BNCコード NC-39A

VM-83

BNC-BNC同軸ケーブル EC-90A/90B

BNC 周辺機器

コードの外形図

汎用振動計

データレコーダ

DA-21＊コンパレータ出力の接続については、
お問い合わせください。

コンピュータ

測定のための組み合わせ

NC-98E

関連製品

レベルレコーダ

ピックアップオプション

地震計

コンピュータUSB A-ミニBケーブル

概説

コンピュータLAN ケーブル

BNC 周辺機器

振動計ユニット

UV-15

NC-99A

インタフェースユニット

UV-22

多チャンネル分析処理器

SA-02M/02A4

BNC 周辺機器

One Point品質書類 会社概要

AC アダプタ

BNC-BNCコード NC-39A
BNC-BNC同軸ケーブル EC-90A/90B

BNC 周辺機器
バッテリユニット

BP-17

2 チャンネルチャージアンプ

UV-16

バッテリユニット

BP-17

BNC-BNCコード NC-39A

多機能計測システム

BNC 周辺機器

SA-A1

BNC-BNC同軸ケーブル EC-90A/90B

33

Frequency Analyzer

周波数分析器（多チャンネル分析処理器／ソフトウェア）

多チャンネル分析処理器SA-02はFFT分析機能と1/1、1/3、1/12オクターブバンド分析機能を合わせ持つ周波数分析器です。
汎用性のある多チャンネル対応型

最大32ch接続可能（SA-02M 2台接続）

多チャンネル分析処理器

センサ直結 TEDS 対応
様々な分析ソフトウェアを用意

多チャンネルで高周波数の分析が可能

SA-02M

分析ソフトウェアのカスタマイズにも対応
操作が簡単

価格 お問い合わせください

4ch 8ch 12ch 16ch

入力チャンネル4ch固定型

4チャンネル分析処理器

SA-02A4

価格 お問い合わせください

4ch

SA-02Mを2台連動して32チャンネルまで対応

標準ソフトウェア
時間波形／FFT分析／オクターブバンド分析
時間波形収録／パワースペクトルマップ・オクターブマップ
伝達関数・コヒーレンス関数
自己相関関数／相互相関関数／振幅確率密度関数
リコール演算／重ね書き表示

仕様
適合規格

オクターブバンド、1/3、
1/12オクターブバンドフィルタ：JIS C 1513-1：2020（IEC 61260-1: 2014）
クラス1のフィルタ、JIS C 1514：2002 クラス1
WEEE指令、
RoHS指令、
中国版RoHS指令

周波数範囲

DC〜40 kHz

FFT分析部

分析周波数

100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz /分析点数

64 / 128 / 256 / 512 / 1 024 / 2 048 /時間窓関数

レクタンギュラ / ハニング / フラットトップ / 指数 / フォース・指数

5 kHz / 10 kHz / 20 kHz / 40 kHz
4 096 / 8 192 / 16 384 / 32 768
関数機能
周波数領域

スペクトル、
クロススペクトル、
伝達関数、
コヒーレンス

時間領域

自己相関、
相互相関、
振幅確率密度、振幅確率分布

分析バンド範囲

オクターブバンド

使用ch数

分析部

分析

1/1

1〜４ch

5〜8ch
0.5 Hz 〜 16 kHz

モード

1/3

0.4 Hz 〜 20 kHz

0.36 Hz 〜22 kHz※ 0.36 Hz 〜11 kHz※
1/12
※１ユニット当たりの使用チャンネル数による
入出力部

AC出力端子、トリガ入力端子、回転パルス入力端子

大きさ・重さSA-02A4

9〜16ch

0.36 Hz 〜5.5 kHz※

58（H）
×260（W）
×210（D）mm（突起部、ゴム足を除く）・
約2.5 kg

SA-02M

151（H）
×290（W）
×249（D）mm（突起部、ゴム足を除く）・（4チャンネル搭載時） 約5.4 kg

ハードウェアオプション
品

基本画面

34

名

型

式

価格
（税別）

4ch入力増設ユニット

SA-02E4

お問い合わせください

信号出力ユニット

SA-02SG

お問い合わせくださいSound Level Meter

騒音計

SA-02用オプション ソフトウェア一覧

空気音・床衝撃音遮断性能測定ソフト
マイク

スピーカ

受音室

音源室

Vibration Meter

価格 1,000,000 円

Frequency Analyzer

AC OUTTJHOBM!BOBMZ[FSパワーアンプ

周波数分析器

コンピュータ
SA-02（SA-02SG付き）

振動計

AS-20PC5

移動マイクロホン法による測定の簡素化を実現に

衝撃力測定装置

マイクロホン回転装置

チャージアンプ
UV-15/16

FI-02

SA-02

衝撃力波形測定■ 多チャンネル分析処理器 SA-02■ FFT分析器、オシロスコープなど

衝撃力暴露レベルの
周波数特性
高さ調整板

■ 多チャンネル分析処理器 SA-02

コードの外形図

損失係数測定ソフト AS-14PA5
価格 1,000,000 円

中央加振法

片持梁法
片持梁試験器 DX-01A

マスキャンセルアンプ
XG-81BSA-02（SA-02SG付き）

SA-02（SA-02SG付き）

コンピュータコンピュータインピーダンスヘッド
PF-60A
コンタクトチップ
VP610400

概説

試験片

電磁変換器 MT-03

試験片One Point品質書類 会社概要

プリアンプ XH-25
パワーアンプ XH-38

適合規格測定のための組み合わせ

衝撃力測定装置
PF-10

インパクトボールでの衝撃力測定

中央加振法または片持梁法により短冊型試験片の周波数応答関数を測定し、その共振特性から半値幅法により試験片の損失係数、ヤング率（またはせん断弾性係数）を求める
恒温槽温度コントロールを含めた自動測定も可能

関連製品

PF-10

バングマシン衝撃力特性 測定器構成例（高さ調整板は別扱いとなります）

Related Products

標準重量衝撃源の衝撃力の測定や、オクターブバンドごとの衝撃力暴露レベルの測定に

地震計

残響室法吸音率の測定方法
実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法
建築物の空気音遮断性能の測定方法
建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法
建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法
実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法
JIS A 4702 ドアセット
JIS A ４７０６ サッシ

Seismometer

JISに基づいた建築物、建築部材の遮音性能測定用。残響時間、
床衝撃音・低減量、空気音、残響室法吸音率の各カテゴリの測定、評価を行う

JIS A 1409
JIS A 1416
JIS A 1417
JIS A 1418
JIS A 1419
JIS A 1440

記録計

適合規格

Recorderグラフィックイコライザ

加振装置 EM-1029 加振装置 EM-1028A（加振器）（パワーアンプ）
試料セッティング治具 DX-10

JIS G 0602 制振鋼板の振動減衰特性試験方法
JIS K 7391 非拘束形制振複合はりの振動減衰特性試験方法 ※この規格はオプションソフトウェアにより適合可能※非拘束形制振複合はりの振動減衰特性試験方法内の「制振材料の特性表示をノモグラムで表示」は、
オプションソフトウェアの対応になります。

35

Frequency Analyzer

周波数分析器（ソフトウェア／インテンシティプローブ）

SA-02用オプション ソフトウェア一覧

半無響室法音響パワーレベル測定ソフト

AS-30PA5

価格 500,000 円

マイク取付治具

コンピュータSA-02

AC OUTTJHOBM!BOBMZ[FSファンヒーター

半無響室における音響パワーレベル測定方法についての規格に準じて1/3オクターブバンド音響パワーレベルを測定
半無響室で仮想測定面上（半球面、直方体面）に配置された測
定点の音圧レベルを測定し、音源の音圧レベルの暗騒音補正を行ない、Z特性音響パワーレベル、A特性音響パワーレベルを
求める
適合規格

JIS Z 8732 音響 - 音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法 - 無響室及び半無響室における精密測定方法
JIS Z 8733 音響 - 音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法 - 反射面上の準自由音場における実用測定方法

残響室法音響パワーレベル測定ソフト

AS-31PA5

価格 1,000,000 円

コンピュータ

SA-02（SA-02SG付き）

AC OUTTJHOBM!BOBMZ[FSスピーカ
パワーアンプ

直接法と比較法の測定が可能。残響時間の測定も可能
多チャンネル測定と、マイクロホンローテータを使用する測定が可能
パワーレベルの測定は、最大32chまで同時測定が可能（残響時間の測定は最大8chまで）
適合規格

36

JIS Z 8734

音響 - 音圧法による騒音源の音響パワーレベルの測定方法 - 残響室における精密測定方法

Sound Level Meter

騒音計

SA-02用オプション ソフトウェア一覧

音響インテンシティ測定ソフト

音響インテンシティプローブ

Vibration Meter

価格 500,000 円

Frequency Analyzer

SA-02

Recorder

記録計

プリンタ

音響インテンシティを算出しグラフィック処理を行う
周波数スペクトル、バンドレベル、インテンシティスペクトルのベクトル線図・
コンタ図・メッシュ図、音響パワーレベルを表示

周波数分析器

コンピュータ

振動計

AS-15PA5

USBカメラ価格 ８00,000 円

3軸インテンシティプローブ
洗濯機

コンピュータSA-02

コンタ図

AC OUTTJHOBM!BOBMZ[FSRelated Products

コードの外形図

3軸音響インテンシティプローブを用いて音源の到来方向を求め、カメラ画像を合わせて音の到来方向を表示
アプリケーションソフトウェアは音源位置推定結果をキャプチャした画像上に表示し、分析する周波数(範囲)帯域を選択
動画（オプション）上で移動音源測定も可能

インテンシティプローブ（CCLD方式（定電流駆動電源））

SI-31ｴ価格 お問い合わせください

本体構造
形状

Face to Face、
プリアンプ（CCLD）内蔵
実効音響間隔12 mm：200 Hz〜5 kHz
50 mm：50 Hz〜1.2 kHz

音響インテンシティを3次元測定

三軸方向同時測定用インテンシティプローブ

SI-33ｴ価格 お問い合わせください

音響インテンシティを3次元の直交座標系における、各方向成分を同時に測定可能
インテンシティベクトルを3次元空間ベクトルとしてとらえるための専用マイクロホン
位相周波数特性の揃った1/2インチエレクトレットマイクロ
ホンペアUC-53ｴとプリアンプ2個×3で構成
仕様
本体構造
形状

Face to Face、
プリアンプ（CCLD）内蔵
実効音響間隔31 mm：100 Hz〜2 kHz
50 mm：50 Hz〜1.2 kHz

37

One Point品質書類 会社概要

仕様

概説

音響インテンシティプローブ

音響インテンシティの測定には音圧と粒子速度を検出することが必要となり、粒子速度は近接配置された2個のマイクロホンから音圧傾度を求めることで近似されます
高精度の音圧傾度を得る専用プローブで、２個のコンデンサ
マイクロホンとスペーサで構成測定のための組み合わせ

表示画面例

関連製品

（別製品のAS-15PA5を用いた測定例）

音響インテンシティ計測センサ

地震計

AS-16PA5

Seismometer

音源探査ソフトFrequency Analyzer

周波数分析器（ソフトウェア／システム）

SA-02用オプション ソフトウェア一覧

リコール画面

基本画面

音響・振動計測システム

CAT-SA02-Pro

価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）○時間波形データを収録しながら、FFT分析、オクターブバンド分析、スペクトルマップ画面

リコール演算を同時に行える○ダウンサンプリングしたFFT分析結果を同時に見ることが可能○2種類の周波数とサンプリング点数を設定し同時分析が可能○長時間の波形収録が行える○解析結果に対してコメントとイベント注釈の付加が可能○USBカメラや高速カメラとの組合せでの動画との同時計測が可能（オプション）○次数比トラッキング解析や音質評価が可能（オプション）

トラッキング分析ソフト

モード解析ソフト

価格 お問い合わせください

価格 お問い合わせください

価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）（本製品はVibrant Technology社の製品です）（本製品はキャテック株式会社の製品です）○回転数データおよび騒音・振動データを同時○SA-02とモード解析ソフトのダイレクトリンク○SA-02で収録されたWAVEデータなどの計測

CAT-SA02-Order

収録して対象物の回転次数比を分析○表示方法は3次元マップ・キャンベル線図・
RPM-レベル表示などから選択

ME’Scope VES

が可能○表示画面上で、チャンネルごとの計測するポイ
ントと方向を矢印で表示し、次の測定ポイントの確認が可能○少ない操作でアニメーションなどの解析が可能

38

音質評価ソフト

CAT-SA02-SQ

データファイルを読み込み、心理音響評価量を算出○ラウドネス（定常・過渡＊）、シャープネス、
ラフネ
ス、変動強度、純音性評価のパラメータを演算＊過渡ラウドネスはオプション

Sound Level Meter
Frequency Analyzer

Vibration Meter

価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）○多彩なデータ加工○Excelアドイン

時間波形をコンピュータ内のハードディスクにデジタルフィルタ、移動平均、微分処理、差分

ExcelのアドインソフトなのでExcelのツール

直接収録して長時間収録できるようにするソフ処理などがマウス操作で簡単に行え、加工結

バーから簡単に使用できます。保存は、通常のトウェアです。スループットディスクに収録されたデータはFFT分析・オクターブバンド分析の果を即座に表示XLSファイルとして保存できます。また、本ツールがインストールされていない場合でも○FFT処理波形の任意部にFFT処理が行え、結果を即座に表示

表示、印刷可能○操作性
ボタンを押すだけでシート上にオブジェクト領○演算処理
任意に入力できる演算式（四則演算、三角関数など）
でデータ加工が可能

域が表示され、その領域をマウス操作で任意の大きさに配置できます（コピーも可能）。作成
されたオブジェクトは、すべて１つのボタンで設

地震計

分析設定を変更し繰り返し分析することができます。また、SA-02以外で収録した時間波形も扱える

Recorder価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）

記録計○長時間の時間波形収録

CAT-Report

Seismometer

価格 お問い合わせください

CAT-SA32

レポート作成支援ツール

周波数分析器CAT-SA02-TH

波形加工ソフト

振動計

スループットディスク

騒音計

SA-02用オプション ソフトウェア一覧

定変更が可能Related Products

生産・検査ラインで発生する異音や異常振動を検出し良否を判定

関連製品

音響・振動判定システム

コードの外形図

CAT-CMP-MTA

CAT-CMP-SQ

価格 お問い合わせください

価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）（本製品はキャテック株式会社の製品です）

異常レベルを示す周波数の上下端とレベルの上

統計解析手法のマハラノビス距離（MTA法）を使人の耳に近い解析手法の音質評価（非定常ラウド

下端を、四角で囲む判定枠を設定し、測定したレ

用して、OK品を学習させ、OK品のグループになネス[DIN45631準拠]、
シャープネス）を使用しベルのピークが枠に入っているか否かで良否をい場合はNGと判定する手法です。判定閾値は設て製品の異音を判定します。今まで音圧測定だけ判定します。

定した周波数範囲毎に距離で設定します。

では判定できなかった異音も識別可能です。

○判定枠は５つまで設定可能○多チャンネル同時の判定が可能○４チャンネル同時判定が可能○それぞれの枠にAND/ORを設定○検査ステップ毎に判定閾値の設定が行える○非定常ラウドネス（DIN45631に準拠）と○オールパスレベルでも設定可能○機種毎に判定閾値の設定が行える

非定常シャープネスによる判定が可能○ピークレベル、
パーシャルオーバーオールから○周波数範囲を設定することにより、○検査ステップ毎に判定閾値の設定が行える

周波数範囲毎に判定閾値の設定が行える

選択○DIO通信またはPLC通信による自動計測が可能
使用例

モータ、エンジン、コンプレッサ

使用例

トランスミッション、エンジン○機種毎に判定閾値の設定が行える○DIO通信またはPLC通信による自動計測が可能
使用例

モータ、自動車部品

39

One Point品質書類 会社概要

価格 お問い合わせください（本製品はキャテック株式会社の製品です）

概説

CAT-SA02-CMP01

学習型判定システム測定のための組み合わせ

判定枠システム

リアルタイム音質評価異音
判定システムFrequency Analyzer

周波数分析器（多機能計測システム）

SA-A1は、さまざまなフィールドで最適な計測が可能
ケーブル配線が困難であった現場などでも無線を使用すれば計測が簡単に！

SD-CARD

メモリカード対応器種
仕様はP.15「メモリカード」を参照

多機能計測システム

SA-A1

カラー液晶タッチパネル搭載で直観的な操作性
現場測定で最適なB5サイズ。さらにアンプ、電池を含んで１．
２ kgの軽量設計
取り外し可能な充電式リチウムイオンバッテリを採用。現場でバッテリ交換が可能
本体部は防水等級IP54に対応

仕様（プラットフォームSA-A1+アンプSA-A1B4/B2）

入力部・チャンネル数
CCLD
周波数範囲
ダイナミックレンジ

回転パルス／汎用DC入力端子

A/D変換器チャンネル数
入力電圧範囲回転
パルス H-Lスレッショルドレベル
測定回転速度レンジ
A/D変換
汎用
DC入力 サンプリング周波数

４チャンネル/２チャンネル、BNCコネクタ、
CCLD、AC/DC
2 mA 24 V（4 mA ファクトリオプション）
DC〜20 kHzまたは0.25 Hz〜20 kHz
100 dB 以上（0 dBレンジ、fs＝51.2 kHz、
400ラインFFTのノイズレベル）
24 bit Σ-Δ型、同時サンプリング
１チャンネル、BNCコネクタ
0〜12 V、
オープンコレクタ対応、
内部プルアップ3.3 V（プルアップ抵抗1ｋΩ）
2.5 V
5 000 pulse/s
10 bit 逐次比較型
約１０ Hz

プラットフォームSA-A1とアンプSA-A1B4/B2
マイクロホンや圧電式加速度ピックアップの直接接続が可能

液晶画面
タッチパネルインタフェース
メモリ
電源
大きさ・重さ付属品

10.1インチ TFT液晶
マルチタッチ（2点） 投影型静電容量式
Ethernet、
W-LAN、
USB
SDカード（SDHC対応、
最大３２ GB）、
オプション
専用充電式リチウムイオンバッテリ、
ＡＣアダプタ
40
（H）
× 275
（W）
× 188（D）mm・
約1 200 g（バッテリ含む、
４chアンプ装着時）
充電式リチウムイオンバッテリ、ACアダプタ、
SA-A1ファイルコンバータ、
AS-70 Viewer

無線計測に対応
プラットフォームとアンプは、無線ドックを使用することにより、離れた場所で測定が可能

無線ドックとアンプ

SA-A1WD

無線ドックとアンプの分離型（アンプは2 chか4 ch対応）

40

Sound Level Meter

SX-A1WR（SA-A1本体に搭載）※一部制限があります

SX-A1VA

判定プログラム

オーダートラッキングプログラム

SX-A1CMP

回転数の変化に応じた騒音または振動の状態を把握して共振現象の原因を究明・収録した機械の回転数データと騒音と振動の波形データを使用して自動分析

コードの外形図

生産・検査ラインで発生する異音や異常振動などを検出し良否を判定
・FFTの分析結果に、判定窓を設定して良否判定する判定窓方式

測定のための組み合わせ

CAT-SAA1-ORDTRK（本製品はキャテック株式会社の製品です）

振動測定の機能を付加するプログラム
・振動計測の基本的な機能を有し、産業機械の設備診断や傾向管理が行える
・FFT分析機能やエンベロープ処理機能を用いた精密診断なども可能

Recorder20 kHz、10 kHz、
5 kHz、
1 kHz、500 Hz、
100 Hz
量子化ビット数
16 bit/24 bit
トリガ トリガモード フリー、
シングル、
リピート
モニタアウト（再生） 収録データを再生して試聴可（20 kHz、
10 kHz、
5 kHzのみ）

関連製品

振動分析プログラム

周波数レンジ

地震計

窓関数

JIS C 1513-1 : 2020 クラス１、IEC 61260-1 : 2014 class1、
ANSI/ASA S1.11- 2004/Part1 class１
バンドフィルタ中心周波数・バンド数およびチャンネル数
オクターブバンド ０．
５〜１６ ０００ Ｈｚ １6バンド ４チャンネル
１/３オクターブバンド ０．
４〜２０ ０００ Ｈｚ ４8バンド 3チャンネル
瞬時値データ 時間重み付きレベル Lp、時間平均レベル Leq、（100 ms毎） 時間重み付きレベルの最大値 Lmax
演算値データ 時間平均レベル Leq、暴露レベル LE、時間重み付きレベルの最大値 Lmax、時間率レベル LN（05、10、50、90、95、33.3）
を最大5個Seismometer

演算関数

適合規格

Related Products

分析点数

20 kHz、
１０ kHz、5 kHz、
2 kHz、
1kHz、500 Hz、
２００ Hz、100 Hz
256、
５１２、
1 024、
２０４８、
4 096、
8 192、16 384
1フレームの時間波形、
パワースペクトル、
クロススペクトル、
伝達関数、
コヒーレンス
レクタンギュラ、ハニング、
フラットトップ、
指数、
フォース

記録計

分析周波数

周波数分析器

オクターブバンド、1/3オクターブバンド分析を ・測定データを波形として収録行う周波数分析プログラム・収録されたデータはFFT分析プログラムで再分析が可能・主に音の分析で使用
・収録されたWAVEファイルは波形処理ソフト
ウェアAS-70で分析が可能

Frequency Analyzer

FFT分析を行う周波数分析プログラム
・伝達関数などの各種演算が可能
・主に機械振動の分析で使用
・分析と同時に波形収録※

SX-A1RT

波形収録プログラム
振動計

SX-A1FT

1/3オクターブバンド
分析プログラム

Vibration Meter

FFT分析プログラム

騒音計

分析プログラム

概説
One Point品質書類 会社概要

振動測定範囲（PV-57I接続時）2
加速度0.02〜141.4 m/s（rms）
速度0.2〜141.4 mm/s（rms, 159.15 Hz時）
変位
0.02〜40.0 mm（EQ peak-peak, 15.915 Hz時）
FFT分析モード パワースペクトル 1フレームの時間波形
周波数レンジ 100 Hz、
200 Hz、500 Hz、1 kHz、
2 kHz、
5 kHz、10 kHz、
20 kHz
分析ライン数 200、
400、
800、
1 600、
3 200

41

Recorder

計量法施行規則第38条別表第四＊に記載のデータレコーダ（音圧レベル・振動加速度レベル）の仕様に適合します。
＊（計量証明事業登録に必要な機器一覧）

記録計（データレコーダ／ソフトウェア）

４チャンネルデータレコーダDA-21は、現場で音響・振動波形や各種電圧信号を収録できる小型のデータレコーダです。
データはWAVE形式でメモリカード（SDカード）に記録し、アナログ信号で再生できます。
コンピュータで直接読みこむことができ、波形分析処理が行えます。

4チャンネル
データレコーダ

DA-21

価格 450,000 円
SD-CARD

メモリカード対 応 器 種
仕様はP.15「メモリカード」を参照

CCLD 2 mA搭載
（定電流駆動電源）
DC〜20 kHz
（対応周波数範囲）
ユニット間の同期に対応（最大8チャンネル）軽量450 g（電池含まず）＊
収録時間約180分（2ch、20 kHz×2.4）＊2 GBメモリカード使用の場合

仕様

オプション

入力部

信号入力
CCLD（定電流駆動）
周波数特性

出力部
収録部
トリガ部
電源部

再生出力端子媒体
トリガモード電源

大きさ・重さ4ch（BNC）、1ch BNC（回転速度）
2 mA、24 V
DC結合時 DC 〜1 Hz：±1.0 dB、1 Hz〜12.5 kHz：
±0.5 dB、12.5 kHz〜20 kHz：±1.0 dB
AC結合時 1 Hz：±1.0 dB、
1 Hz〜12.5 kHz：
±0.5 dB、12.5 kHz〜20 kHz：±1.0 dB
4ch φ2.5モノラルジャック
SDカード［最大32 GB（FAT16とFAT32）］
*
フリー、
シングル、
リピート
（リピート時にはファイル分割）
単3形乾電池またはACアダプタ（NC-98E、オプション）、シガレットアダプタ（CC-82、オプション）
約140（Ｈ）× 175（W）× 45（D）mm・
約450 ｇ（電池含まず）、約770 ｇ（電池含む）

3 2 GB SDカード使用時の最大収録時間（目安）＊メモリカード（SDカード）
2 GB

MC-20SD2

30,000円＊
32 GB
メモリカード（SDカード）MC-32SP3

100,000円

ユニット間同期ケーブル

ＣＣ-４３

6,000円

バッテリパック

ＢＰ-21Ａ

32,000円

ACアダプタ

NC-98E

14,000円

BNC-BNC同軸ケーブル

EC-90シリーズ（2 m〜）

7,000円〜

BNC-BNCコード

ＮC-39A

4,000円

＊メモリカードは動作を保証する当社販売品をお使いください

2 GB SDカード使用時の最大収録時間（目安）サンプリング周波数：周波数レンジ × 2.56（2.4も対応）

サンプリング周波数：周波数レンジ × 2.56（2.4も対応）

周波数レンジ（Hz）
100

周波数レンジ（Hz）

1 000

5 000

10 000

20 0003413時間20分 1706時間40分

341時間20分

170時間40分

85時間20分

17066時間40分

28533時間20分 1706時間40分

853時間20分

170時間40分

85時間20分

42時間40分

35688時間32分 1137時間36分

568時間48分

113時間36分

56時間48分

28時間24分

44266時間40分

426時間40分

85時間20分

42時間40分

21時間20分

853時間20分

数

数

1

収録

収録
ch

500

ch

100

500

1 000

5 000

10 000

20 0001

1066時間40分

213時間20分

106時間40分

21時間20分

10時間40分

5時間20分2

533時間20分

106時間40分

53時間20分

10時間40分

5時間20分

2時間40分

3

355時間32分

71時間06分

35時間33分

7時間06分

3時間33分

1時間46分

4

266時間40分

53時間20分

26時間40分

5時間20分

2時間40分

1時間20分＊収録されるデータのファイル数によって若干異なります ＊1回の測定で最大1 000時間（１ファイルあたり最大1 時間に分割） ＊メモリカードは動作を保証する当社販売品をお使いください

多チャンネル分析処理器

SA-02M/02A4

DA-21で収録したファイルは、
SA-02（スループットディスク付）
でも分析が可能

各種ソフトで表示・分析が可能

ビューアソフトウェア

収録したWAVEファイルを読み込み、波形表示やレベ
ル表示、ファイル出力（WAVE形式/CSV形式）および再生が可能。ユニット間同期データの表示も可能。

AS-70 Viewer（DA-21に付属）
ホームページで無料公開

仕様
波形

4ch表示画面例

表示機能

振幅波形、
レベル波形

周波数重み付けZ/A/C/G/CtoA/

特性

鉛直振動特性/水平振動特性

時間重み付け10 ms/F（速い）/特性

630 ms/S（遅い）/10 s＊対応OS：Microsoft Windows 10 Pro 64 bit（11 Pro 64 bit対応予定）

42

波形処理ソフトウェア AS-70
価格 200,000 円

SA-A1、NX-42WR、NX-28WR、SA-78WR、DA-20/21/40、VA-12、VX-55WR、SX-A1VA対応予定 NX-43WR

対応する計測器

Sound Level Meter

記録計（ソフトウェア／レベルレコーダ／プリンタ）

波形分析

演算
分析点数

32〜65 536ポイント

表示データ

パワースペクトル、
パワースペクトル密度、
スペクトログラム

時間重み付け特性

10 ms、Ｆ（速い）、630 ms、S（遅い）
、
10 ｓ

オクターブ

適合規格

JIS C 1513-1: 2020（IEC 61260-1: 2014）クラス1のフィルタ

分析周波数

オクターブバンド 0.5 Hz 〜 16 kHz（16バンド）、範囲

1/3 オクターブバンド 0.4 Hz 〜 20 kHz（48バンド）推奨動作環境Intel Core i5 2 GHz相当以上
2 GB以上 推奨 4 GB
20 GB以上（空き容量）、
推奨100 GB以上
XGA
（1 024×768ピクセル）以上
Microsoft Windows 10 Pro 64 bit（11 Pro 64 bit対応予定）

記録計

Recorder

CPU
RAM
HDD
DISPLAY
対応OS

周波数分析器

Z、
A、C、G、CtoA、
鉛直振動特性、水平振動特性

FFT分析

バンド分析

周波数分析画面例

最大値、最小値、平均値、実効値、分散、微積分、HPF、
LPF

周波数重み付け特性

Vibration Meter

実音ファイルの再生が可能
仕様

Frequency Analyzer

イルを読み込み、FFT分析、オクターブバンド・1/3オクターブバンド分析が可能

振動計

リオンの騒音計、振動計、データレコーダなどで収録したWAVE形式データファ

騒音計

RecorderSA-A1、NX-42WR、NX-28WR、SA-78WR、DA-20/21/40、VA-12

対応する計測器

価格 250,000 円 （本製品はキャテック株式会社の製品です）

各種計測器で収録したWAVE形式データファイルを分析・保存
分析はＦＦＴ分析・オクターブバンド分析が選択可能

地震計

波形分析ソフト CAT-WAVE

Seismometer

周波数分析画面例

仕様
表示機能

時間軸拡大縮小、
微積分

FFT分析

分析点数

64〜32 768ポイント
パワースペクトル、
クロススペクトル、伝達関数〈振幅〉、伝達関数〈位相〉、
コヒーレンス関数、
パワースペクトルマップ、
オクターブマップ、
スペクトル領域での微積分

オクターブ

適合規格

JIS C 1513-1: 2020（IEC 61260-1: 2014）クラス1のフィルタ

バンド分析

JIS C 1514 : 2002 クラス1
分析周波数範囲

オクターブバンド 0.5 Hz〜8 kHz（15バンド）、Related Products

表示機能

関連製品

波形

1/3 オクターブバンド 0.4 Hz〜10 kHz（45バンド）、
1/12 オクターブバンド 0.36 Hz〜11 kHz（180バンド）

コードの外形図

推奨動作環境CPURAMHDD
DISPLAY
対応OSIntel Core i5/i7 1.4 GHz相当以上（Core 2 Duo 2 GHz以上）
2 GB以上60 GB以上（空き容量）SXGA(1280×1024)以上
Microsoft Windows 8.1 Pro 64 bit、
10 Pro 64 bit

重ね書き画面（パワースペクトル）

レベルレコーダ

LR-07

型式検査認定番号・JR-9

騒音、振動レベル記録や周波数分析のほか、各種音響機器の特性測定や電圧のリニアまで記録可能な自動平衡型
設定されたレベルを超えている間だけ紙送り速度を速くして見やすい記録が行えるように紙送り制御が可能
仕様
適合規格

650,000 円（検査なし）

JIS C 1512：1996

記録範囲

10 dB、25 dB、50 dB、Linear

測定周波数範囲

1 Hz〜100 000 Hz

紙送り速度

0.01、
0.03、0.1、0.3、1、3、10、30 mm/s

電源

単1形乾電池×6、ACアダプタ（NC-99A、オプション）、外部DC（12 V）

大きさ・重さ約122（H）×250（W）
×325（D）mm・約3.6 kg（電池含む）
オプション
記録紙

RP-01D（6巻入り）

10,000円

レベルレコーダ用ペン（赤）LB-25B（6本入り）

3,500円

記録した用紙を自動巻取り

チャートワインダ
LR-06/07用

価格 300,000 円

仕様
大きさ・重さ100（H）
×250（W）
×110（D）mm・約1 kg

43

One Point品質書類 会社概要

価格 673,000 円（検査付き）

LB-23

概説

シンプル操作の記録計

測定のための組み合わせ

スペクトルマップ画面

Seismometer

地震計（強震計測装置／地震警報記録装置／感震器）

地震監視/ 防災システムの構築に最適

多チャンネル強震計測装置

SM-29

気象庁検定に対応可能
地震動・常時振動の波形を同時に記録
ＡＮＤ・ＯＲ・2 out of 3制御による地震動の検知が可能
感震器は6台まで接続でき、目的に応じて選択が可能
２台以上の連動が可能で、7台以上の感震器を同時に稼動させて地震観測が可能
FTPサーバ機能を備え、イーサネットによるデータ収集が可能
操作はタッチパネルにより各種設定や波形確認が簡単に行える
仕様
周波数範囲

0.05 〜 3.0 Hz（−3 dB）、0.05 〜 5.0 Hz（−3 dB）、0.10 〜10.0 Hz（−3 dB）、0.30 〜 10.0 Hz（−3 dB）

起動レベル

0.1 Gal〜99.9 Galの間を0.1 Galステップで設定

記録部

地震の時刻歴加速度波形、観測局情報、
起動時刻、計測震度、各成分最大加速度周期、各成分最大加速度、水平成分合成最大加速度、3成分合成最大加速度、各成分最大速度、SI値、加速度応答値、速度応答値、応答値種別などの地震動データ、および点検履歴、
故障履歴、設定条件

周波数範囲

DC〜40 Hz（−3 dB）※PV-24の場合、0.05〜40 Hz（−3 dB）

記録加速度範囲−4 096 Gal〜＋4 095 Gal（合成最大加速度を除く）

警報出力

A接点1回路（SZ-29A装着時は7接点まで可能）

警報レベル

最大加速度0〜999 Gal、計測震度0.0〜7.0、SI値0.0〜99.9 cm/s

電源AC100 V±10 ％、約0.5 A（最大1.5 A）(50/60 Hz)

AC電源
停電補償時間接続感震器 (PV-24) 3台のとき3時間以上
接続感震器 (LS-14DX) 3台のとき２時間以上

大きさ・重さ

約296(H)×420(W)×230(D)mm（突起部を除く）・約13 kg
オプション
接点出力ユニット

SZ-29A

表示器

SZ-34N

デジタル出力サーボ式感震器

LS-14DX

デジタル出力サーボ式感震器

LS-13DX

デジタル出力埋設型感震器

LS-15D

デジタル出力感震器

PV-24

静電容量式とフォースバランスサーボ式の加速度感震器。
地上設置型、ボーリング孔埋設型の2方式を用意
静電容量式を採用したデジタル出力感震器PV-24は、小型でダイナミックレンジならびに使用温度範囲が広く、長期にわたり高信頼性を維持し、地震動による機器の制御に適します
フォースバランスサーボ式加速度感震器は、半導体レーザと分割型シリコン
フォトダイオードの新しい光学方式を用い、重力加速度（直流）からの超低周波静電容量式デジタル出力感震器

PV-24

フォースバランスサーボ式感震器

LSシリーズ数領域からの振動を検出

デジタル出力感震器

デジタル出力
サーボ式感震器

PV-24

デジタル出力
サーボ式感震器

LS-13DX

デジタル出力
埋設型感震器LS-14DX

LS-15D

仕様
設置方法
型式

地上設置

ボーリング孔埋設PV-24

LS-13DX

LS-14DX

LS-15D

検出方法

静電容量式加速度（MEMS）

フォースバランスサーボ式加速度

フォースバランスサーボ式加速度

フォースバランスサーボ式加速度

信号伝送

デジタル伝送デジタル伝送デジタル伝送デジタル伝送

計測成分数

3

3

3

3

測定範囲

±4 000 Gal（水平・鉛直）±2 000 Gal（水平・鉛直）

水平±4 000 Gal、
鉛直±3 000 Gal±2 000 Gal（水平・鉛直）※3

周波数範囲0.05〜40 Hz

DC〜40 Hz

DC〜40 Hz

DC〜40 Hz

使用温度範囲

−20 ℃〜＋60 ℃−10 ℃〜＋50 ℃−10 ℃〜＋50 ℃−10 ℃〜＋40 ℃

防水性

※１
2気圧
（ｴPX 8相当）※１2気圧（ｴPX 8相当）※１2気圧（ｴPX 8相当）※225気圧（ｴPX 8相当）

所要電源
大きさ・重さ地震計本体から供給
約φ97.5×44 mm・約450 g

感震器のケーブル延長については、
お問い合わせください

44

約φ212×100 mm・約4 kg

約φ212×100 mm・約4 kg

約φ76×433 mm・約7.5 kg（コード除く）※１ JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（ⅠPコード）による 2気圧24時間の試験による確認※２ JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（ⅠPコード）による 25気圧24時間の試験による確認※３ 埋設型の水平±3 000 Galは、
LS-15DX（特注品）
にて対応

Sound Level Meter

強震計測装置

SM-28

騒音計

ダムの地震観測から工場防災まで

気象庁検定に対応可能

起動部

周波数範囲

0.05〜5.0 Hz(−3 dB)または
0.30〜10.0 Hz(−3 dB)より選択

起動レベル
記録部

0.1〜99.9 Gal間（水平・鉛直成分毎に設定可能）
時刻歴加速度波形、観測局情報、起動時刻、計測震度、各成分最大加速度周期、各成分最大加速度、周波数分析器仕様

Vibration Meter行える

Frequency Analyzer

タッチパネルディスプレイを採用し、各種設定や波形確認が簡単に振動計

感 震器を２台使用してAND・OR制御による地震動の検知が可能
イーサネットを標準装備したことにより、ネットワーク環境に簡単に組み入れることが可能

水平成分合成最大加速度、3成分合成最大加速度、各成分最大速度、SI値など
DC〜40 Hz（−3 dB）※PV-24の場合、0.05〜40 Hz（−3 dB）

記録加速度範囲−4 096 Gal〜＋4 095 Gal（合成最大加速度を除く）

1段階（オプションで最大6接点まで可能）

警報レベル

最大加速度0〜999 Gal、計測震度0.0〜7.0

電源

AC電源

AC100 V±10 ％、約0.5 A（最大1.5A）(50/60 Hz)

停電補償時間接続感震器1台のとき待機1時間以上、Recorder

警報出力

記録計

周波数範囲

2台のとき待機45分以上
大きさ・重さ約240(H)×380(W)×120(D)mm（突起部を除く）・約6 kg

SZ-28P
PV-24

デジタル出力サーボ式感震器

LS-13DX
LS-14DX

デジタル出力埋設型感震器

LS-15D

地震発生時に警報信号を出力

地震警報記録装置

制御用地震計SM-47

RSM-300

関連製品

SI値による制御が可能

Related Products

デジタル出力サーボ式感震器

地震計

接点出力ユニット
デジタル出力感震器

Seismometer

オプション

コードの外形図測定のための組み合わせ概説
警報出力は、1 Gal〜999 Galの間で4段階に設定された警報レベルを超えると、正面パネルの警報用LEDが点灯し、同時に段階に応じた警報を出力
地震発生の有無にかかわらず、感震器からの信号を常時受信し感震器の状態を監視。故障発生時には故障用LEDを点灯させると共に、故障接点出力を使って外部機器に故障を通知
動作状況確認用のLEDは、正常動作時に1秒間隔で点滅、動作停止時に点灯か消灯となる
感震器はデジタル出力静電容量式を使用。精度の良さと安定性を両立

45

One Point品質書類 会社概要

デジタル出力感震器の採用により、耐外来ノイズ性能が向上
警報の設定レベルは7段階・1系統・2組（SI値、水平・3成分合成
最大加速度値、計測震度から選択）

Related Products

関連製品

コンパクトな構成、現場で手軽に音源位置を特定

アコースティックカメラ

SC-AC043
価格

お問い合わせください

30個のマイクロホンで構成される検出部とタブレットコンピュータが一体化したハンディタイプのアコースティックカメラで音源を可視化表示
製品開発やトラブルシューティングの現場で、問題となる音源の特定や対策効果の確認が視覚的に行える
仕様
測定周波数範囲

400 Hz〜10 kHz

測定レベル範囲

35 dB〜120 dB

最小測定距離0.2 m以上

搭載マイクロホン

30個

搭載カメラ

1台

フレームレート

25フレーム/秒（ハイスピードモード）

録画機能

マニュアル、
オート（サウンドイベント設定、プリ録画機能）、MP4

使用温湿度範囲-10 ℃〜40 ℃、
90 %RH以下

大きさ・重さ

検出部：360 mm（φ）
×11.6 mm（D）、
約1.6 kg

表示言語

英語

対応タブレットSurface Pro 6、7（Microsoft Windows 10 Pro 64 bit）

製品構成

検出部、
タブレット
（オプション）、
接続ケーブル（検出部とタブレット）、
収納ケース

測定画面例（画面はイメージです）

エンジンルーム

掃除機

純水装置

空調室内機
（異音）

圧倒的なマイク数で高ダイナミックレンジを実現

リアルタイム音源探査システム

Acoustic camera
Hextile/Multitile/Multitile-LF（低周波解析）
価格

お問い合わせください

高速に処理したビームフォーミング法により解析した高解像度なカラーマップを、リアルタイムに表示
拡張性のある6角形マイクロホンアレイモジュール。低周波解析用の「Multitile-LF」は、周波数範囲120 Hz〜1 kHzに対応が可能。
収録したデータはMP4形式で保存。再解析も可能。
グラフ表示は、FFT分析、オクターブ分析、スペクトルマップ表示が可能。
セッティング/給電はマイクロホンアレイとUSBケーブルを接続するだけで簡単。
カメラ画像で聴きたい場所にカーソルを合わせることでその位置の音を仮想的に聞くことが可能。

Multitile

HextileMultitile-LF（低周波解析）

仕様

HextileMultitileMultitile-LF（低周波解析）

測定周波数範囲

410 Hz〜20 kHz

220 Hz〜20 kHz

120 Hz〜1 kHz

搭載マイクロホン

128 個

384 個

384 個

外観寸法

φ48 cm

φ96 cmφ146 cm

測定レベル範囲（システム）

9 dB〜120 dB

最小測定距離0.5 m以上

フレームレート（カメラ解像度2592×1944時）

15 FPS

動作温度範囲

-40 ℃〜+85 ℃

防水性能

IP40

コンピュータMacBook Pro

DC電源

USB

46

5V

インテルCore i7、SSD、RAM：8 GB以上

Sound Level Meter

軽量床衝撃音発生器

騒音計

床の表面仕上げ材の性能を検査
床衝撃音レベル測定に用いる、軽量かつ硬い衝撃源で、靴履きでの歩行など

FI-01Aが発生する音源を想定
Vibration Meterに使用
JIS A 1418-1：2000 標準軽量衝撃源

振動計

主として中・高音域の遮断性能に関する、床の表面仕上材の性能の検査

価格 1,000,000 円

JIS A 1418-1、ISO 10140-5、ISO 16283-2
一直線上に5個を100 mm間隔に配列

インタフェース

RS-232C

電源

AC100 V〜240 V
内蔵バッテリ（連続動作時間：約45分。再充電可能）

大きさ・重さ約230（H）
×265（W）
×557（D）mm・約10 kg

周波数分析器適合規格
ハンマ数・間隔

Frequency Analyzer

仕様

FI-02

価格 1,900,000 円

JIS A 1418-2：2019 標準重量衝撃源 衝撃力特性
（1）

記録計

床衝撃音レベル測定時に使用する、重くかつ柔らかい衝撃源で、子供が飛びはねる時などに発生する音源を想定
主として中・低音域の遮断性能に関する床構造の音響性能の検査に使用

重量床衝撃音発生器

Recorder

床構造の音響性能を検査

40.0

±1.5

125

22.0

±1.5

250

11.5

±2.0

500

5.5

±2.0

JIS A 1418-2 : 2019および、ISO 10140-3 :2010で定義されたゴムボール衝撃源に適合
軽量構造の建物で、衝撃力特性（１）をもつ標準重量
衝撃源（バングマシン）
では衝撃力が過大である場合

衝撃力波形（例）に使用
高さ1 mの位置より自由落下させることにより、

2 000
1 500

Related Products

価格 450,000 円

±1.0

63

1 000
500
0

安定した衝撃力を得る
2.5 kgと軽量で持ち運びが容易

0

10

関連製品

YI-01

許容偏差 dB

47.0

衝撃力︵Ｎ︶

インパクトボールオクターブバンド衝撃力暴露レベル dB

31.5

地震計

建築物の床衝撃音遮断性能を測定

オクターブバンド中心周波数 Hz

Seismometer

衝撃力特性（1）のオクターブバンド衝撃力暴露レベルと許容偏差20

時間（ms）

バンド衝撃力暴露レベル

仕様
ゴムの主原料

シリコンゴム形状

外形178 mm、肉厚32 mmの中空球体

等価質量

2.5±0.1 kg

反発係数

0.8±0.1： JIS A 1418-2:2019： ボール代表値

50
40
30
20

（dB） 10
0

31.5

63

125

250

500

コードの外形図60

測定のための組み合わせ

衝撃力暴露レベル周波数特性

オクターブバンド中心周波数
（Hz）

概説

各種音響測定の音源に

SF-06

価格 700,000 円

ホワイトノイズ、ピンクノイズを生成、オクターブフィルタを用いて、バンド
ノイズを発生周波数範囲20 Hz〜20 kHzのホワイトノイズ、ピンクノイズ、中心周波数
31.5 Hz〜8 kHzのオクターブバンドノイズを発生
建築音響関連計測、残響室を用いた吸音率の測定、遮音量の測定に使用

仕様
出力周波数範囲

ホワイトノイズ、
ピンクノイズ（帯域幅20 Hz〜20 kHz）
オクターブバンドノイズ

出力信号レベル約5.6 Vrms

出力可変範囲

0 dB〜−60 dB

オクターブバンド

31.5 Hz〜8 kHz

電源部

AC100 V〜250 V（50/60 Hz）・約20 VA

大きさ・重さ168（H）×198（W）
×270（D）mm・約3 kg※アンプ付きスピーカについては推奨品がございます。お問い合わせください。

47

One Point品質書類 会社概要

雑音発生器

Related Products

関連製品

液体の粘度を簡単に測定

ビスコメータ重油、塗料、接着剤などの工業製品や、食品の製造工程の品質管理が可能
測定は液中にロータを浸して回転させ、この時ロータに働く粘性抵抗（トルク）VT-06を測定することにより、液体の粘度を知ることが可能

価格 198,000 円

仕様
測定範囲

0.3 dPa・s〜4 000 dPa・s

試料容積

1号、2号ロータ
約350 mL（JISの300 mLビーカ＊1使用）
3号ロータ
約150 mL（3号カップ使用）
カップ底面から15 mm程度 ロータ下端を離す

測定精度

指示値の±10 %、再現性±5 %

電源

単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタ（VA-05JA、付属）

大きさ・重さ175（H）
×77
（W）
×40
（D）
mm
（突起部を含まず）
・約260 g（電池含まず）

付属品

１号ロータ×１、２号ロータ×１、３号ロータ×１、３号カップ×１、補長索×１、
単３型アルカリ乾電池×４、ACアダプタ×1

注意：付属のカップ、JISの300 mLビーカ以外では正しく測定できません。
＊1 JISの300 mLビーカは市販品です。
オプション
スタンド

VA-04

19,000円

2マイクロホン法による垂直入射吸音率測定装置

垂直入射音響計測システム

仕様
型

アコースティックダクト

式

9302型

9301型

適合規格

JIS A 1405-2、
ISO 10534-2

9305型

9303型
JIS A 1405-2、

JIS A 1405-2、

ISO 10534-2、

ISO 10534-2

ISO 13472-2
測定

低周波ダクト125 Hz〜1 600 Hz

125 Hz〜1 600 Hz

範囲

高周波ダクト500 Hz〜6 300 Hz

500 Hz〜6 300 Hz-

1 000 Hz〜10 000 Hz

構成

低周波ダクト

メイン用、結合用、メイン用、校正用、メイン用、校正用、-

校正／測定用、

測定用

測定用、路面設置金具、吸音率測定用径100 mm

参照用金属板
径100 mm

径100 mm
高周波ダクト

システム例

音響管（アコースティックダクト）の内部で吸音材、遮音材の面に音を垂直に入射して反射音または透過音を捉え、材料の吸音率、音響インピーダンス関連項目、透過損失を計測
自動車や高層建築物の軽量化に伴い、それらに使用される吸音材、遮音材などの材料の評価および物理特性を容易に得る

125 Hz〜1 600 Hz -

-

メイン用、
結合用、

メイン用、結合用、メイン用、校正用、

校正／測定用、

測定用

校正／測定用、

吸音率測定用

径29 mm

吸音率測定用
径16 mm（吸音率）、

径29 mm21 mm（透過損失）
1/4インチマイクロホン

4

2

2

4

アンプ

1式

1式

1式

1式

1

1

1

コンピュータ（オプション） 1

9301型 垂直入射 吸音率・透過損失計測システム

9302型 垂直入射 吸音率計測システム

吸音 材の吸音率および音響インピーダンス関連
項目、遮音材の垂直入射・透過損失を計測

吸音材の吸音率および音響インピーダンス関連
項目を計測

高周波ダクト（内径29 mm）

高周波ダクト（内径29 mm）

低周波ダクト（内径100 mm）

低周波ダクト（内径100 mm）

9303型 道路表面吸音率計測システム

9305型 高周波数測定用 垂直入射 吸音率・透過損失計測システム

自動車走行騒音試験で使用する
基準路面の吸音率を現場で計測
9302型の低周波ダクトと同様の計測が可能

10 000 Hzまで対応し、EV車載用などの吸音材、遮音材の音響特性測定に最適

低周波ダクト（内径100 mm）

48

吸音率測定用（内径16 mm）

透過損失測定用（内径21 mm）

Sound Level Meter

小型精密機器の製品検査や開発用測定などに使用
Vibration Meter

壁面からの音の反射を軽減して、精度の高い測定が可能
吸音率の高い、
くさび型吸音層を採用
小型でキャスタ付き、移動が可能
標準のＬタイプ・遮音量と吸音性能に優れたＨタイプを用意

振動計

無響箱
（小型）
RKBシリーズ

騒音計

高い音響性能で、測定などに最適な安定した「静かな空間」を提供

遮音性能 （Lタイプ）（63 Hz）

125 Hz250 Hz500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

遮音量

10 dB

15 dB

23 dB

30 dB

35 dB

40 dB

40 dB

＊偏差−3ｄＢ以上 ＊（）内は参考値

大きさ・重さ （Lタイプ）
型 式
RKB-11L

外寸

内947（H）× 904（Ｗ）× 722（Ｄ）mm

寸

重 さ

500（H）× 600（Ｗ）× 400（Ｄ）mm

125 kg

1 187（H）× 1 104（Ｗ）× 922（Ｄ）mm

700（H）× 800（Ｗ）× 600（Ｄ）mm

150 kg

RKB-33L

1 387（H）× 1 304（Ｗ）× 1 122（Ｄ）mm

900（H）× 1 000（Ｗ）× 800（Ｄ）mm

200 kg

地震計

現場組み立てタイプ。既存の建物内に設置可能なため、費用の軽減も可能
壁面からの音の反射を軽減して、精度の高い測定が可能
遮音性能のグレードアップや設備の追加など、オプションに対応
標準のＬタイプ・吸音性能に優れたＨタイプを用意

Seismometer

組立式無響室RKAシリーズ

記録計

RecorderRKB-22L

Frequency Analyzer

周波数

周波数分析器●設置場所の構造（床、壁、天井）または、周辺の環境騒音により多少異なります。

遮音性能 （Lタイプ・Hタイプ共通）（63 Hz）

125 Hz250 Hz500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

遮音量

32 dB

39 dB

43 dB

4４dB

56 dB

62 dB

64 dB

＊偏差−3ｄＢ以上 ＊（）内は参考値

大きさ・重さ （Lタイプ）
型 式
RKA-11L

外

内寸

2 900（H）× 2 400（Ｗ）× 2000（Ｄ）mm

寸

重 さ

2100（H）× 1800（Ｗ）× 1400（Ｄ）mm 3 400 kg

RKA-22L

2 900（H）× 3 400（Ｗ）× 2800（Ｄ）mm

2100（H）× 2800（Ｗ）× 2200（Ｄ）mm 5 200 kg

RKA-33L

2 900（H）× 4 200（Ｗ）× 3800（Ｄ）mm

2100（H）× 3600（Ｗ）× 3200（Ｄ）mm 7 200 kg

関連製品

周波数

Related Products●設置場所の構造（床、壁、天井）または、周辺の環境騒音により多少異なります。

コードの外形図測定のための組み合わせ

概説

組立式防音室RKCシリーズ

遮音性能●JIS A 1417に準じ測定した値ですが、設置場所の構造（床、壁、天井）または、周辺の環境騒音により多少異なります。

周波数（63 Hz）

125 Hz250 Hz500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

遮音量

25 dB

32 dB

38 dB

50 dB

53 dB

55 dB

58 dB

＊偏差−3ｄＢ以上 ＊（）内は参考値

大きさ・重さ
型 式

外

寸

内

寸

重 さ

RKC-71

2 415（H）× 2 080（Ｗ）× 2080（Ｄ）mm

1925（H）× 1830（Ｗ）× 1830（Ｄ）mm 1 340 kg

RKC-81

2 415（H）× 3 075（Ｗ）× 2080（Ｄ）mm

1925（H）× 2 825（Ｗ）× 1830（Ｄ）mm 1 750 kg
外寸は給排気ダクトを含みます

49

One Point品質書類 会社概要

現場組み立てタイプ。短期間で防音室を設置
小型機械・装置などの音響測定、防音シールドルーム、
音響検査室などに使用
遮音性能のグレードアップや設備の追加など、オプションに対応

Related Products

関連製品

測定対象物の形状に関わらず、空気中で高精度な数値を測定

音響式容積計（燃焼室容積計）

シリンダヘッドの燃焼室キャビティ上に容積計を載せるだけ
で、燃焼室容積を、その形状に関わりなく測定できます。
組み立て済みのエンジンでは、専用アダプタで容積計を点火
プラグホールに連結すれば、燃焼室の容積測定が可能です。
エンジン製 造 あるい は整 備 などの あらゆる工 程にお い て 、
乾燥状態のまま短時間（約2秒）で燃焼室の容積が測定できます。

音響式体積計
従来は、物体を水中に沈めてその浮力を測るというアルキメ
デスの原理（水中重量法）を利用して、体積・密度の測定が行
われてきましたが、音響式体積計を用いれば、乾燥状態のままで物体の体積・密度を測定できます。
測定対象物の形状に関わりなく、複雑な形をした物体の体積が短時間（約2秒）で、高精度に測定できます。

工場、発電所など大規模敷地などでの騒音測定と監視にどでの騒音測定と監

騒音遠隔監視装置

工場などから発生する騒音を離れた場所で監視任意に設定した規制値を越える騒音が発生した場合、任意に設
ブザーやランプなどの警報によりその発生を監視することが可能
ブザーやラマイクロホン
ケーブル延長用プリアンプ
マイクロホン
ケーブル延長用プリアンプ
マイクロホン
ケーブル延長用
プリアンプ

警報レベルは測定範囲内で任意に設定可能
警報応答時間（騒音が規定値を越えてから警報が発せられるまでの継続時間）の設定が可能
リレー接点出力を有し、外部の警報機を接続可能
パワーアンプを内蔵し、測定点の騒音のモニタが可能
その他カスタマイズが可能

外部制御

測定室

中央制御室

その他の特注製品
お客様のご要望に合わせた特注製品も承っております。

実績
50■ 斜入射吸音率測定システム ■ 多チャンネルセレクタ ■ PWL 測定用マイクロホン冶具

型式

価格（税別）

12,000円

7Pマイクロホン延長コード

EC-04
EC-04A
EC-04B
EC-04C
EC-04D
EC-04E2 m / 5 m / 10 m
52

52

φ21

φ18

φ6.3

13,800円

5m

16,800円

10 m

43,800円

30 m（リール付き）

55,800円

50 m（リール付き）

85,800円 100 m（リール付き）● マイクホルダ EC03001 付属

センサ側

本体側

12.5 cm

音圧レベル計測アンプ NA-42

プリアンプ

EC-04Sを接続

各種

騒音計ユニット UN-14

P.17参照以下騒音計の延長用にも使用可能
φ18

EC-04S（騒音計とリールの接続用、EC-04C/04D/04Eに付属）

52

30 m / 50 m / 100 m

5m
52
φ21

φ6.3

φ21

52

BNC-BNCコード

EC-90A/90B
25

25

2m/5m

型式

価格（税別）

長さ

BNC-BNC同軸ケーブル

EC-90A
EC-90B

7,000円2m8,500円5m

本体側

騒音計ユニット UN-14

マイクロホン
BNC ピン

多チャンネル分析処理器 SA-02

プリアンプ

BNC ピン

各種

Seismometer

センサ側

φ14

φ14

φ5

データレコーダ DA-21

P.17参照多機能計測システム SA-A1

2m

型式

VP-51A価格（税別）

長さ

9,000円〜

2 m〜

Related Products

20

品名

ローノイズコード
20

センサ側

本体側

汎用振動計 VM-83

圧電式加速度

φ6

φ6

φ2.1

コードの外形図

2チャンネルチャージアンプ UV-16

P.32参照振動レベル計用コード

EC-54S/54SA/54SB

品名

延長コード
3 m / 5 m / 10 m
60

φ21

φ18

振動レベル計/振動計延長コード

価格（税別）

14,000円

3方向振動ピックアップ

7 cm

5m

18,200円

10 m

48,200円

50 m（リール付き）

78,200円 100 m（リール付き）

振動レベル計 VM-55（本体に付属） P.22参照

マイクホルダ

EC-54Sを接続（VM-55に付属）EC03001UA-90

32.5 cm

20

25

29

φ20
50 m / 100 m

29

φ523.2 cm
27.5 cm

One Point品質書類 会社概要

18.5 cm
16.4 cm

15,200円

本体側

センサ側

EC-02SD/02SE（リール付き）

長さ

3m

概説

φ5.4

63

型式

EC-54S
EC-54SA
EC-54SB
EC-02SD
EC-02SE測定のための組み合わせ

振動計ユニット UV-15

ピックアップ
各種

関連製品

ピックアップ用コード

VP-51A

地震計

品名

記録計

24.5 cm
31.5 cm

NA-28、NA-42、NL-43/53/63、NL-42A/52A/62A

Recorder

39 cm

φ6.3

周波数分析器マイクロホン

Frequency Analyzer

EC-04C/04D/04E（リール付き）
24 cm

長さ

2m

振動計

品名

Vibration Meter

EC-04/04A/04B

Sound Level Meter

単位
（mm）

騒音計用コード

騒音計

計測用マイクロホンコード・ピックアップコードの外形図

60

4
φ20

1/4-20 UNC 深6.5

EC-04シリーズ用

4
φ20

1/4-20 UNC 深6.2

EC-90シリーズ用

51

Combinations for Measuring
測定のための組み合わせ

1

2

音響計測

騒音計・振動計の校正

高い精度が求められる音響計測には、一● 騒音計などの校正

般に、コンデンサマイクロホンとプリアン

騒音計や音響計測器システムのマイクロプを用います。

ホンを含む総合チェックを行うためには、

必要に応じて、周波数分析器やデータレ

音響校正器NC-75（周波数1 kHz、音圧レ

音・振動を計測するにはコーダを接続します。

ベル94 dB)またはピストンホンNC-72B●どのような音・振動をコンデンサマイクロホンは、測定対象の音(周波数250 Hz、
音圧レベル114 dB) を圧や周波数の範囲、
音場の種類に応じて、使用します。

●どのような目的でどの型式を使うか選択します（Ｐ.16計測●どのように処理（記録や分析など）

用マイクロホンの選択例参照）。

● 振動計などの校正

これらのマイクロホンの増幅器として、汎振動計や加速度ピックアップの簡易校正用型音圧レベル計測アンプNA-42を用を行うためには、校正用加振器VE-10

測定方法、使用する計測器の種類、周辺機器

意しています。

(周波数159.2 Hz、加速度10 m/s2、速度により組み合わせが変わってきます。多様な周波数分析器は、定比型の実時間分析器

10 ｍｍ/s、変位10 μm) を使用します。

するか測定に対応するためには、目的に応じて様々と定幅型のFFT分析器に分類されます。

な計測器と周辺機器を的確に組み合わせるこ

実時間分析器として精密騒音計NA-28とが必要になります。ここでは計測器や周辺（1/3オクターブ分析機能付）
があります。

機器を選択するヒントとして、代表的な測定に

F F T 分 析 器 は 、多 機 能 計 測 シ ス テ ム
SA-A1があります。

おける接続例を紹介します。

また、多チャンネル分析処理器SA-02、
多機能計測システムSA-A1は、オクター
ブバンド・1/3・1/12※オクターブバンド

INDEX
1

音響計測

5２

実時間分析やFFT分析の両方の機能を

2

騒音計・振動計の校正5２備えています。

3

現場における騒音・振動レベル計測

5３

4

騒音レベルモニタ

5３

5

作業環境騒音の計測

5４

6

低周波音の計測5４

7

音と振動による品質管理

5４

8

防音室
（箱）
・無響室
（箱）
・残響室

５５

9

建築物の遮音などの性能測定

5５

10

音響インテンシティ・音源探査

55

11

音響パワーレベル

5６

12

音質評価

56

13

機械振動の計測

56

14

振動監視

5７

15

産業機械の設備診断

5716

全身振動の評価

57※SA-02のみ

騒音計などの校正
PISTONPHONE

NC-72B

ピストンホン

音響校正器

NC-72B

NC-75

計測用マイクロホン

UCシリーズPISTONPHONE

NC-72B

ピストンホン

音響校正器

NC-72B

START/STOP
STORE

NC-75

PAUSE/CONT
MODE

GRP
NUM

4

MENU

LEVEL

SLM
RTA

ENT

3

CAL
LIGHT

1

2

POWER

FREQWEIGHT TIME

17

手持動力工具の振動計測

5８

18

モード解析

58

19

トラッキング分析システム

58

20

低域微振動計測5９

21-1 地震計測と監視

59

21-2 地震時の防災と設備制御

59

音圧レベル
計測アンプ

NA-42

騒音計ユニット

UN-14

騒音計

NL-43

シリーズ

NA-28

振動計などの校正

多機能計測システム

SA-A1

多チャンネル分析処理器

SA-02

校正用加振器VE-10

4チャンネルデータレコーダ

DA-21

52

精密騒音計
（1/3オクターブ分析機能付き）

Sound Level Meter

工場騒音は生活環境保全の立場から騒音レベルのモニタリングが適合した騒音計NLシリーズを使用します。

周辺騒音対策の一環として広く行われています。短期間の測定に現場における振動レベル計測には計量法およびJISに適合した振は、騒音計NL-43シリーズ、
レベルレコーダLR-07に全天候ウイ
ンドスクリーンを組み合わせたシステムが利用できます。

NL-43シリーズおよびVM-55は、SDカードを使用し、騒音また（図1）

は振動レベルデータや演算データを長時間記録できます。

工場騒音のモニタリングには、
騒音計NL-43シリーズ、
ウェブブラ

メモリカードに記録したデータは、それぞれの専用ソフトAS-60、ウザを使用したシステムを活用します。騒音計のLAN機能を使用

AS-60VMを使用してデータのグラフ表示、編集、演算、日報・してネットワークに接続し、コンピュータのウェブブラウザを介して週報作成を行うことができます。

遠隔地から騒音計の測定状況をモニタリングすることができます。
ウェブブラウザは、測定値の閲覧、騒音計の遠隔操作（測定設定、測定の開始・停止、
時刻合わせなど）、
リアルタイムに音声再生、
ファ

分 析が可 能です。また、管 理ソフトA S - 6 0は実 音ファイルのイルダウンロード、
マーカ機能が備わっているため、工場の設備機

管理ソフト
再生が可能です。NX-43RTで保存した分析データは、械などの騒音モニタリングが可能です。
（図2）

記録計

NL-43シリーズは、オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログ
ラムNX-43RTやFFT分析プログラムNX-43FTを使用し周波数

周波数分析器

動レベル計VM-55を使用します。

Vibration Meter

現場における騒音レベル計測には計量法、JISおよびIEC規格にFrequency Analyzer

工場騒音モニタリングシステム

Recorder

現場における騒音・振動レベル計測

振動計

4

騒音計

3

（オクターブ・1/3オクターブ管理ソフトウェア付き）AS-60RTを使用すると表示・編集・演算が可能です。

Seismometer

使用すると、周波数分析が可能です。
騒音レベル、振動レベルの記録にはレベルレコーダLR-07が併用されます。また、音圧波形や振動加速度波形を４チャンネルデータ

地震計

VM-55は、1/3オクターブ実時間分析プログラムVX-55RTをレコーダDA-21に記録し、後で波形処理ソフトウェアAS-70を使関連製品

Related Products

用し、分析ができます。

オクターブ、
1/3オクターブ
実時間分析プログラム

VX-55RT

NX-43RT

コードの外形図

1/3オクターブ
実時間分析プログラム

FFT分析プログラム

NX-43FT

LR-07

騒音計

NL-43シリーズ

3方向振動
ピックアップ

レベルレコーダ

LR-07

PV-83C

VM-55

騒音計

NL-53＊2

HUB

ローカルネットワーク

HUB

One Point品質書類 会社概要

SDカード

騒音計

NL-43＊2

概説

図2

振動レベル計＊1

SDカード
LAN
コンピュータ

管理ソフト（振動レベルデータ管理ソフトウェア付き）

AS-60VM

管理ソフト

AS-60/60RT
コンピュータLR-07

監視場所（オフィスなど）
4チャンネルデータレコーダ

DA-21

レベルレコーダ

LR-07＊1 VX-55EXが別途必要＊2 NX-43EXが別途必要

測定のための組み合わせ

図1

測定現場
（例．
工場の設備機械の騒音測定）
AN端子を
子を使用
を使用する
用する場合
る場合、N
＊LAN端子を使用する場合、
NL-43/53はNX-43EXが別途必要

53

Combinations for Measuring
測定のための組み合わせ

5

6

7

作業環境騒音の計測

低周波音の計測

音と振動による品質管理

高騒音レベル下における作業者の聴力障

1 Hzから20 Hz程度の可聴周波数範囲

機械などの品質管理に音や振動を利用す害防止を目的として、1992年に労働省

以下の超低周波音は、音圧レベルが非常ることがあります。

（現在の厚生労働省）が発行した「騒音障に高くなると、生理的な影響が懸念される対象とする音や振動の性質によって計測害防止のためのガイドライン」に従って作と共に、窓のがたつきなどを発生させ公用マイクロホンUCシリーズ、
または加速

業場所 (作業位置) の等価騒音レベルを害問題に発展することがあります。

度ピックアップPVシリーズからセンサを測定し、評価値を算出します。

このような超低周波音の測定には、ISO

選択し、音圧レベル計測アンプNA-42まこのような測定には、騒音計NL-27や7196に規定するG特性と1/3オクターたは汎用振動計VM-83やチャージアン

NL-43シリーズを使用します。

ブバンド分析を備えた精密騒音計（低周プUV-15/16などと接続して測定しま

NL-43シリーズは測定結果をSDカード

波音測定機能付）NL-６3＋NX-63RTをす。音の測定では、殆どの場合、騒音計に記録が可能なので表計算ソフトを使っ使用します。

NL-43シリーズが利用できます。

て簡単に集計できます。

レベ ルレコーダLR-07や4チャンネル

音や振動の強度のみで判定するときにはまた、オクターブ・1/3オクターブ実時間

データレコーダDA-21を接続してレベル

NL-43シリーズ、NA-42またはVM-83

分析プログラムNX-43RTを使用して、防変化や音圧信号を記録することができのコンパレータ機能が有効です。

音対策に必要な周波数分析を行うことがます。

異音の検出など周波数分析が必要な場合できます。

NX-63RTで保存した分析データは、管には、多チャンネル分析処理器SA-02シ

精密騒音計（1/3オクターブバンド分析機

理ソフト（オクターブ・1/3オクターブ管理

リーズ、多機能計測システムSA-A1、精能付）NA-28などを使用することもでき

ソフトウェア付き）AS-60RTを使用する

密騒音計（1/3オクターブバンド分析機能ます。

と表示・編集・演算が可能です。

付）
NA-28などを使用します。

NX-43RTやNA-28で保存した分析デー

良品・不良品の区別を製造ラインの中でタは、管理ソフト（オクターブ・1/3オク

判定することができるシステムとして、

ターブ管理ソフトウェア付き）AS-60RT

多チャンネル分析処理器SA-02シリーズ

を 使 用すると表 示・編 集・演 算が 可能と判定システムCAT-SA02-CMP01、です。

CAT-CMP-MTA、CAT-CMP-SQや、多機能計測システムSA-A1と判定プロ
グラムSX-A1CMPを用意しています。

オクターブ、
1/3オクターブ
実時間分析プログラム

オクターブ、
1/3オクターブ
実時間分析プログラム

NX-43RT

NX-63RT

騒音計

NL-27

小型無響箱

組立式防音室

計測用マイクロホン

UCシリーズSTART/ STOPSTORE

PAUSE / CONT

精密騒音計
（低周波音測定機能付）

MODE

GRP
NUM

4

MENU

LEVEL

SLM
RTA

ENT

3

CAL
LIGHT

1

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

騒音計

騒音計

NL-53＊1

NL-63

精密騒音計

NL-43＊1 （1/3オクターブ分析機能付）
NA-28

START/ STOP

CFカード

PAUSE / CONT

4

MENU

LEVEL

SLM
RTA

ENT

3

CAL
1

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

音圧レベル
計測アンプ

SDカード

STORE
MODE

GRP
NUM

LIGHT

SDカード

精密騒音計

NA-42

4チャンネル
データレコーダ

NL-53

普通騒音計

NL-43

精密騒音計
（1/3オクターブ
分析機能付き）

NA-28

DA-21

LR-07

コンピュータ＊1 NX-43EXが別途必要

54

管理ソフト
（1/3オクターブ分析機能付）

AS-60RT

管理ソフト

コンピュータ （1/3オクターブ分析機能付）

AS-60RT

レベルレコーダ

LR-07

多機能計測システム

SA-A1

多チャンネル分析処理器

SA-02

Sound Level Meter

防音室（箱）
・無響室（箱）・残響室

建築物の遮音などの性能測定

音響インテンシティ・音源探査

音響測定を行う場合、
低暗騒音環境、
半自

建築物の間仕切壁や床スラブなどの音響

ある方向に流れる音のエネルギを表す音

由音場、自由音場、拡散音場、など特殊な性能を測定、ならびに評価をする主な手

響インテンシティ測定することで、無響室条件の整備が必要となることがあります。

法は、次に挙げるJISや日本建築学会推などの特殊な施設を用いることなく音源た無響箱(室)も用意しています。
音圧法による音響パワーレベルの測定や建築部材の遮音の測定には、規格で規定した条件を備える半自由音場、自由音場、 拡散音場などを実現する試験●半自由音場ズ を 発 生 す る た め に は 、雑 音 発 生 器
SF-06を使用します。床衝撃音の発生に【半無響室による試験環境】

は、タッピングマシンFI-01A
（軽量）
、
バン

床面を除く内壁面の全てに吸音処理がグマシンFI-02（重量：衝撃力特性1）、イ

施されており、内壁面からの音の反射

Frequency Analyzer

音響インテンシティ測定ソフトAS-15PA5を使用します。三軸方向同時測定用インテンシティプローブSI-33 ｴを用いると、3方向を一度に測定することができます。
また、音源探査ソフトAS-16PA5を使用
するとカメラ画像に合わせて音の到来方向を表示することができます。

析が必要です。規格に従って測定結果を求 めるた めに、精 密 騒 音 計（ 1 / 3 オク
ターブバンド分析機能付）NA-28と建築音響カードNX-28BAの組み合わせ
や、多チャンネル分析処理器SA-02シ
リーズと空気音・床衝撃音遮断性能測定

コードの外形図

ソフトAS-20PC5を用意しています。

●拡散音場【残響室/タイプⅠ試験室】
遮音測定のJISではタイプⅠと呼ばれる室内のエネルギーが均一となるようにした測定環境です。

雑音発生器

SF-06

軽量床衝撃音発生器（タッピングマシン）

FI-01A音響
インテンシティプローブ

ホワイトノイズ（ ピンクノイズ発生（

三軸方向同時測定用
インテンシティプローブ

SI-31ｴSI-33ｴ

概説●遮音測定用音場
パワーアンプ【タイプⅡ試験室】
直方体の試験室で、周波数ごとの残響

重量床衝撃音発生器（バングマシン）インパクトボール

スピーカ

FI-02

YI-01

計測用マイクロホン

UCシリーズSTART/ STOPSTOREOne Point品質書類 会社概要

時間を調整した測定環境です。

多チャンネル分析処理器

SA-02

PAUSE / CONT
MODE

GRP
NUM

4

MENU

LEVEL

SLM
RTA

ENT

3

CAL
LIGHT

1

2

POWER

FREQ WEIGHT TIME

精密騒音計
（1/3オクターブ分析機能付）

NA-28

多チャンネル分析処理器

SA-02

音響インテンシティ測定ソフト

小型防音箱
小型無響箱

組立式防音室組立式無響室測定のための組み合わせの音の反射を抑えた測定環境です。

ル分析処理器SA-02シリーズに接続し、規格に沿った評価をするには周波数分【無響室による試験環境】

施されており、床面および内壁面からテンシティプローブSI-31ｴを多チャンネ

ンパクトボールYI-01を使用します。

●自由音場

床面を含む内壁面の全てに吸音処理が音響インテンシティの測定には、音響イン関連製品を抑えた測定環境です。

査し、可視化することができます。

地震計室が必要となります。

測定に必要なホワイトノイズやピンクノイ

騒音源のどの部分から騒音が発生しているか、どの部分から音がもれているかを探

記録計

（箱）
内部での音の反射の影響を押さえ音性能測定をすることができます。また、

Recorder響を受ける場合、防音室（箱）を用いて
暗 騒 音が低 い 環 境を実 現します。室

の音響パワーレベル測定や部材ごとの遮Seismometer

機器の発生する音のレベルが低い場合
や、周囲の暗騒音によって測定値が影●JIS A 1409
残響室法吸音率の測定方法●JIS A 1416
実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法●JIS A 1417
建築物の空気音遮断性能の測定方法●JIS A 1418
建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法●JIS A 1419
建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法●JIS A 1440
実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ
構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法●JIS A 4702
ドアセット
●JIS A 4706
サッシ

Related Products

【防音室
（箱）
による試験環境】

周波数分析器

奨測定規準などで規定されています。

●低暗騒音環境

Vibration Meter

10

振動計

9

騒音計

8

AS-15PA5

建築音響カード

NX-28BA

音源探査ソフトAS-16PA5

空気音・床衝撃音遮断性能測定ソフト

AS-20PC555

Combinations for Measuring
測定のための組み合わせ

11

12

13

音響パワーレベル

音質評価

機械振動の計測

同じエネルギの騒音を発生する機械、電通常の騒音の評価は、周波数重み付け

振動計測では、一般に圧電式加速度ピッ

気製品、
事務機器であっても、様々な条件

特性Aによる騒音レベルで行われます。

クアップPVシリーズを入力センサとしてによって周囲の騒音レベルは異なります。

一方で、様々な製品が発生する音の評価用います。対象によって測定する振動の機器を設置したり撤去したりする場合のとして、音質が着目されるようになって大きさや周波数範囲が異なるため、様々騒音の予測や、機器の騒音発生源としてきました。音質を評価するパラメータとな感度や寸法の加速度ピックアップを用の単体評価には、発生する時間当たりのして、ラウドネス、
シャープネス、ラフネス

意しています。計測された加速度は、積分

音響エネルギである音響パワーの測定がなどが広く用いられています。これらのすることにより速度に、速度を積分するこ必要となります。

パラメータは、計測用マイクロホンとプリとにより変位に変換することもできます。

音源の音響パワーを測定するために、計アンプ、多チャンネル分析処理器SA-02

携帯型の振動計には、ポケッタブル振動

測用マイクロホンとプリアンプ、多チャンシリーズと音質評価処理ソフトで構成さ計VM-63C、汎用振動計VM-82A、FFT

ネル分析処理器SA-02シリーズと音響れるシステムで測定します。

分析機能を内蔵した振動分析計VA-12

パワーレベル測定ソフトなどで構成する
測定システムがあります。

●ラウドネス（Loudness）
ラウドネスは私達の耳に感じる音の大●半無響室法音響パワーレベル
測定システム● JIS Z 8732
音響ー音圧法による騒音源の音響パ
ワーレベルの測定方法ー無響室及び半無響室における精密測定方法● JIS Z 8733
音響ー音圧法による騒音源の音響パ
ワーレベルの測定方法ー反射面上の準自由音場における実用測定方法

きさの感覚です。これに対応した評価をする迫 力 因 子 のパラメータとして
ISO 532ではラウドネスの算出方法を規定しています。

度計も接続可能な汎用振動計VM-83、
多チャンネル同時測定に対応したUV-15
および U V - 1 6 などの U V シリー ズ のチャージアンプがあり、目的に応じて選択されます。
また、振動の周波数分析を行うためには、●シャープネス
（Sharpness）
シャープネスは高い周波数成分に含まれている金属的な鋭い音を評価する金属性因子のパラメータです。

●残響室法音響パワーレベル
測定システム● JIS Z 8734
音響ー音圧法による騒音源の音響パ
ワーレベルの測定方法ー残響室における精密測定方法があり、据置型の振動計には、
サーボ加速

●ラフネス
（Roughness）

振動分析計VA-12、FFT分析やオクター
ブバンド・1/3・1/12 ※オクターブ分析が可能な多機能計測システムSA-A1、
多チャ
ンネル分析処理器SA-02があります。
機械部品・機械装置などの振動特性の試

ラフネスは音の変調周波数、変調率や験には振動発生器を用います。被試験物

音圧レベルの変化を評価する美的因子の大きさに合わせた色々な大きさの振動のパラメータで、音の粗さを表します。

発生器があります。

※SA-02のみ

振動発生器
PISTONPHONE

NC-72B

ピストンホン

音響校正器

NC-72B

NC-75

計測用マイクロホン

UC-57
UC-59

■半無響室音響パワーレベル測定
VIBRATION METER

VIM-82A

マイクロホン
プリアンプ

マイクロホン取付治具

NH-22A

ポケッタブル振動計

振動分析計

VA-12

VM-82A

汎用振動計

2チャンネルチャージアンプ

振動計ユニットVM-63C

VM-83

多チャンネル分析処理器

SA-02

半無響室法音響パワーレベル測定ソフト

AS-30PA5

56

UV-16

汎用振動計

UV-15

多チャンネル分析処理器

SA-02

音質評価ソフト

CAT-SA02-SQ

多機能計測システム

SA-A1

多チャンネル分析処理器

SA-02

Sound Level Meter

全身振動の評価

機械設備の故障の前兆を捉え故障を未すべての機械は回転・往復・衝撃などの運振動が人体に伝わると、様々な影響がで動を利用して作動します。

ます。姿勢によって、両足、臀部、背中など

その場合、どこかに異常が発生すると不振動が伝達する経路がかわります。また、動が製品の歩留りに影響するため振動監

要な振動が大きくなります。

影響を評価する観点も、振動知覚、快適視が必要となります。

設備診断は、簡易診断によって異常・正常

性、
健康障害、
乗り物酔い
（動揺病）
と多様

振動監視は、振動を常時監視して振動量の判定を行い、異常が認められた場合にであり、ISO 2631では、
回転振動も含むがある値を超えた場合に警報を発生した

精密診断を行うのが一般的です。

振動の方向別に多くの周波数補正回路がり設備を自動的に制御する方法と、定期簡易診断用には、汎用振動計VM-82A、規定されています。3軸振動計VM-54を的に計測して設備の現在の状態を把握しポケッタブル振動計VM-63Cがあり、簡全身振動測定カードVX-54WBまたは船便な操作で多くの機械の診断に対応する

舶振動測定カードVX-54WSと共に用い

常時監視用として最適な監視方法を選択ことができます。

ることにより、ISO 2631に従う評価量を

精密診断用には、
ＦＦＴ分析機能を内蔵求めることができます。

した振動分析計VA-12や多機能計測シ

座席振動や乗り心地の計測では座席用ピッを用意しています。

ステムS A - A 1に振 動 分 析プログラム

クアップPV-62を対象部に固定して、
3チャ

振動監視計にはUG-50/51があり、警報

SX-A1VAを付加した設備診断システム

ンネル入力プリアンプVP-80（VX-54WB

信号を出力することができます。

があります。

に付属）を経由して接続します。
（図1）

VM-83をコンピュータに接続して常時監測定では加速度ピックアップPV-83CW

視システムを構築することも可能です。

（VX-54WSに付属）を使用することもで

Seismometer

建物や、船舶内の居住性評価のための振動

また、振動分析計VA-12や汎用振動計

地震計

できるよう、汎用、高温度用、防水絶縁、ア
ンプ内蔵など、各種の加速度ピックアップ

記録計て傾向管理をする方法があります。

周波数分析器然に防ぐため振動監視を行います。
また、半導体や精密機械産業などでは振Vibration Meter

産業機械の設備診断

Frequency Analyzer

振動監視Recorder

16

振動計

15

騒音計

14

きます。
（図2）
乗り物酔い（動揺病）
を対象とした場合にRelated Products

価を行うため、サーボ加速度計LS-10Cをサーボ加速度計用電源LF-20に接続して測定した信号を多チャンネル分析処理

関連製品

は、0.1 Hz〜0.5 Hzの低周波数域の評

器SA-02にて分析します。
（図3）

高温度用

防水絶縁

PV-63

PV-10B

ポケッタブル振動計

VA-12

C.F.

座席用振動
ピックアップ

3方向ピックアップ

サーボ加速度計

PV-83CW

PV-62

VIM-82A

概説

RESET
TRIP

図3

振動分析計

VM-63CVIBRATION METER

ALARM

図2

コードの外形図

汎用

PV-85

図1

LS-10C

RESET
ALARM

OVERLOAD

TRIP

測定のための組み合わせ

圧電式加速度ピックアップ

C.F.

OVERLOAD
PU OUTPU OUT

1

2

3

Y

Z

OutputXDISPLAY BACK
SW
LIGHT

DISPLAY BACK
SW
LIGHT

VIBRATION MONITOR UG-50

VIBRATION MONITOR UG-51

UG-50

振動監視計

UG-51

汎用振動計

VM-82AXStore ModeY

Z

Start/Stop

Pause/Cont

Recall

3軸振動計

VM-54

汎用振動計

VM-83

振動分析計

VA-12

Power

Menu

X

Y

X/Y/Z

Lv/LvaModeStart/Stop

Sub Display

Print

Max Hold
Reset

Pause/Cont

Light

RecallAddress
Output Call

Z

Up

Store

Down

3軸振動計

VM-54

Power

サーボ加速度計用
電源

LF-20

多機能計測システム

SA-A1

全身振動
測定カード

振動分析プログラム

コンピュータ

DisplayLight

Output Call

Install
UnInstallZ

Sub Display

Y-ZoomStore

Sub DisplayY

VIBRATION LEVEL METER VM-53A

Level Range
Menu

Mode

Max Hold
Reset

Z

X

Store Mode

OutputDisplay

X/Y/ZY

OutputMeas. TimeSub Display

Level Range

X

Input

3-AXIS VIBRATION METER VM-54

OutputOne Point品質書類 会社概要

振動監視計

Meas. Time

SX-A1VA

VX-54WB

船舶振動
測定カード

VX-54WS

多チャンネル
分析処理器

SA-02

57

Combinations for Measuring
測定のための組み合わせ

17

18

19

手持動力工具の振動計測

モード解析

トラッキング分析システム

チェーンソーや削岩機などの手持動力工

物体の振動の様子を解析することは、
異常

エンジンやモータなどを駆動源とするあ具の振動が手腕系を通して人体に伝達さ振動、振動破壊の防止やその振動により

らゆる回転機械は、その基本回転数やギれ続けると手指の血流量が少なくなり、外発生する騒音を低減するために重要です。

ア比に応じた振動を発生し、結果としてそ見上白くなる振動障害(白蝋病)が発生す振動モードによるモデル化を行う手法での周波数成分が優勢な騒音を生じること

ることがあります。

ある実験モード解析は、特に共振現象をになります。

３軸振動計VM-54を手腕振動測定カー

中心に振動や騒音問題の原因究明や解

回転機械の回転数は時間と共に変化する

ドVX-54WHと共に用いることにより、決などに有用な技術となります。

ので回転数に同期した周波数で周波数分

ISO 5349に従う評価量を求めることがインパルスハンマの打撃による振動を加析を行うことが有効となります。これをトできます。

速度ピックアップPV-90B/91Cなどを用

ラッキング分析と呼んでいます。

その振動障害を防止するため、工具を保いて表面全体の3方向について計測して、トラッキング分析として、次の分析が行わ持するハンドル部の3軸振動成分を測定

多チャンネル分析処理器SA-02シリーズ

れます。

して振動の暴露量を把握します。

とモード解析ソフトME Scopeにより、振動ピックアップには3方向ピックアップ

モード解析を行います。

PV-93/97C/97Ⅰまたは複数の1方向

多くの伝達関数のピークから、固有振動

加速度ピックアップPV-90B/91Cを数、モードシェイプ、
減衰係数などのモード●次数比分析
基本回転数を１次として、その高調波（2次、3次･･･）成分との関係を回転の変化に応じて分析する手法。
●RPMトラッキング分析
次数比分析で任意の一つの周波数または次数に着目してその回転数を変化させた
時のレベル変化をグラフ表示する手法。
●モード円次数比分析で任意の一つの周波数または次数に着目してその回転数を変化させた時の振幅と位相変化を極座標上にグラフ表示する手法。
●スペクトルマップ
回転数を変化させた時のスペクトルパ
ターンの変化を連続的にプロットしそのレベル変化をマクロに調べる手法。
●キャンベル線図
回転数変化に対するスペクトル変化のグラ
フで振幅値を円の大きさで表示する手法。

3チャンネル入力プリアンプVP-80（Vパラメータも同定できます。

X-54WHに付属）を経由してVM-54にさらに構造変更シミュレーションソフトを接続し、手腕振動測定カードVX-54WHを使用し、機械または構造物に物理的な変用いて測定します。

更を加えることによる振動モードの変化

また、多チャンネル分析器SA-02と手腕を検討することも可能となります。

系振動計測ソフトCAT-SA02-HTを用いまた外力応答解析も可能です。

た測定も可能です。

圧電式加速度
ピックアップ

PV-65

圧電式加速度
ピックアップ
圧電式
圧電式
加速度ピックアップ
加速度ピックアップ
（3方向）
（3方向、
プリアンプ内蔵）

圧電式
加速度ピックアップ（3方向）

PV-97C

PV-93

PV-97Ⅰ

2

3

Y

Z

OutputX

Meas. TimeXStore ModeY

PVシリーズ

インパルスハンマ

振動発生器

Z

Sub Display

Display
Menu

X/Y/Z

Y

Mode

Start/Stop

Max Hold
Reset

Pause/Cont

RecallLight

Y-ZoomOutput Call

Z

Store

Sub Display

Install
UnInstall

Power

3軸振動計

VM-54

手腕振動測定カード

VX-54WH

多チャンネル分析処理器

SA-02

2チャンネルチャージアンプ

UV-16

振動計ユニット

UV-15

多チャンネル分析処理器

SA-02

手腕系振動計測ソフト

CAT-SA02-HT

多チャンネル分析処理器

SA-02

58

加速度ピックアップ

UCシリーズ

3-AXIS VIBRATION METER VM-54

OutputLevel Range

X

計測用マイクロホン

圧電式加速度
ピックアップPV-90B/91C

1

回転計

PV-85

モード解析ソフト

ME Scope

トラッキング分析ソフト

CAT-SA02-Order強震計測装置SM-28は、各分野において半導体工場のクリーンルームの床の微振

速度データを演算した数値データと、加速大地震発生時の被害の軽減と、二次災害の度波形データを、SDカードに自動的に記録防止に貢献します。インフラ分野では、残留などの低周波数､低振幅の振動計測には、

します。

塩素、
ガス吸入による健康被害、火災発生にサーボ加速度計LS‐10C/40C、振動

強震計測装置SM-28/29は、USBポート

よる二次災害を防止するため、浄水場の塩レベ ル計VM‐55、大出力ピックアップ

やFTPサーバー機能を標準で装備してお素混入弁を遮断、都市ガスの供給を遮断しPV-87に汎用振動計VM‐83の組合せ

り、
USBメモリによるオフラインデータ転送ます。情報・通信分野では、
金融パニックを回など、目的に応じた選択ができます。また､だけでなく、様々な通信インフラを介して、避、個人情報を保護するため、電算センタ・
データセンタの電源バックアップにより情報

ズ、多機能計測システムSA-A1を使用しを保護します。化学工業・マイクロデバイスて周 波 数 分 析や評 価ができます。床 振OR、
2 out of 3*による地震検知機能を装分野では、劇薬貯蔵タンク、工場の原料・製動の評価は､床応答波形から振動数、振動備しており、警報接点ユニット（オプション）

品および引火性の液体やガス貯蔵タンクを

振幅､振動速度､振動加速度、減衰定数をと併用して緊急遮断弁の動作やゲートの自遮断し、さらに待避指示を発令、
緊急避難経

求めて､参考とすべき評価曲線に照合する

動閉塞など様々な制御への応用が可能で路を確保して労働災害を防止します。

ことによって行なわれます。また、除振装す。さらに、
SM-29においては、
地震動の記

また、交通・集客施設分野では、列車や道路置の効果検証においては床の振動と除振録だけでなく、長期間に亘り常時振動を連交通を制御し、列車の脱線や交通事故を防対象の定盤などのそれぞれにセンサを取続記録するデータロガー機能を標準装備し止します。ターミナルや大規模集客施設でり付けて評価します。

ており、ここで記録されたデータは、社会イ

は待避指示の発令をし、安全な避難経路を

ンフラの長寿命化を検討する要素として活確保します（パニック防止）。

用いただけます。

SM-28は2台以上の連動が可能なため、3台以上の感震器を同時に稼動させることが地震警報記録装置SM-47は、地震動の加可能です。接点出力ユニットSZ-28Pを使速度を検出し、算出された警報判定信号が、用すると、警報接点出力を拡張することが任意に設定されたレベルを超えたときに警でき、最大6段階まで設定が可能になりま報を発生します。鉄道各社の警報記録シスす。イントラネットによる、防災ネットワーク

テムに採用されています。

の構築も可能です。

圧電式加速度
ピックアップLS-10C

サーボ加速度計

コードの外形図

サーボ
加速度計

LS-13DX/14DX

デジタル出力感震器

PV-24

LS-40C

PV-87

SM-29

PV-83CVM-83

振動レベル計

VM-55

サーボ加速度計用電源

One Point品質書類 会社概要

汎用振動計

概説

多チャンネル強震計測装置
3方向振動ピックアップ

強震計測装置

LF-20

強震計測装置

SM-28

SM-28

接点出力ユニット

SZ-28P

地震警報記録装置

多機能計測システム

SA-A1

多チャンネル分析処理器

SA-02

地震警報記録装置

SM-47

測定のための組み合わせ

デジタル出力サーボ式感震器

関連製品＊2 out of 3による地震検知は、SM-29のみ装備。

地震計

容易にオンラインデータ転送が可能です。
また、強震計測装置SM-28/29は、AND、

記録計

多チャンネル分析処理器SA-02シリー

周波数分析器

動計測、精密設備の除振装置の効果検証

Sound Level Meter

強震計測装置SM-28/29は、地震動の加Vibration Meter

建築物の居住環境としての床振動計測、Frequency Analyzer

地震時の防災と設備制御

Recorder

地震計測と監視

Seismometer

低域微振動計測

Related Products

21-2

振動計

21-1

騒音計

20

外部機器

59

NOISE AND SOUND LEVEL METERS 騒音と騒音計
音と騒音
私たちが音と呼ぶものは空気の振動です。あらゆる物体は擦ったり、叩いたりすれば音源となります。音源の振動が空気の振動となり、その振動を耳が受け取ったとき、音として聞くことができます。私たちの周囲にはさまざまな音が取り込まれていますが、これらの音すべてに反応することは不可能です。その中から各自が主観的に判断し、取り出して聴いています。その人に重要でない音は、重要な音に対し妨害的な働きをすることも多く、これが 無い方が良い音 と判断され騒音と呼ばれます。このように騒音は音自身の物理的属性よりも、聞く人の受け取り方にあり、一概には言えませんが、大きすぎる音、不快な音質の音、注意をその方に向けさせる音などが一般的に騒音と判断されます。

音の物理量と感覚量

騒音計の規格および検定

音は大気圧の微小な圧力変化である所から物理量を音圧といい、単位はパスカル

騒音計は計量法で定められた特定計量器で普通騒音計と精密騒音計の2種類があ（Pa）を用います。ところが人間の聞くことのできる音圧は20 μPaから200 Paとり、両者の間には性能上の差があります。また、法定計量器であることから、取引証

1 000万倍にもなります。また、人間が感じる音の大きさは音圧の対数に比例すると明に使用する際には検定に合格した騒音計を使用しなければなりません。検定の有の法則があります。最小可聴値20 μPaを基準値として音の大きさをデシベル（dB）

効期間は5年です。騒音計の規格は、国内においてはJIS C 1509シリーズ「電気で表しますと0 dB〜140 dBで扱うことができます。
（図1）

音響─サウンドレベルメータ（騒音計）」および計量器検定検査規則があり、国際的一方人間の耳の感度は周波数によって異なり、同じ音圧の音でも周波数が異なるとにはIEC、米国にはANSI、英国にはBS、
ドイツにはDINの規格があります。次に騒大きさが違って感じられます。ある音が1 kＨｚの音圧レベルP ｄＢの音と同じ大きさに音計特有の用語を説明します。

感じると、その音は音の大きさのレベル P phonであるといいます。図2は純音の音①周波数重み付け特性の大きさのレベルと周波数の関係を示しており、この曲線を等感曲線といいます。図

音の周波数に対する耳の感度が異なることから決められ、図3のようにA特性、Cから音の物理量と感覚量とは一致せず、複雑な関係を持っていることがわかります。

特性、Z特性があります。A特性で測定したときを特に騒音レベルといい感覚量を近似します。C特性で測定すると音圧レベル（物理量）を近似します。Z（FLAT）
と

μPa

dB

は重み付けしない特性で、音圧レベル（物理量）の測定に使用されます。
140
130

20 000 000
電車の通る
ガード下

②時間重み付け特性

耳が痛くなる

騒音レベルは、音圧の2乗信号を平均して求めます。その平均の時定数により、

120
110

2 000 000

自動車の警笛（2 m）

F（Fast：時定数125 ms）とS（Slow：1 s）の2種類の時間重み付け特性が100用意されています。一般の騒音測定にはFastが用いられますが、新幹線騒音や

90

電車の中、
200 000
工場
騒がしい事務所
静かな車の中20 00080
7060

静かな事務所

せみの声、大声の会話音航空機騒音などは、Slowで測定した騒音レベルの値を基に環境基準が定めら電話のベルれています。

P..P..P③型式承認および検定

50
2 000

40

国がメーカーまたは輸入業者から提出された騒音計の構造、性能などについて

こおろぎの
最大音

検査し、計量法検定検査規則の基準に適合している場合、その型式について承認

30
深夜の郊外

200

20

ささやき声

することを型式承認といいます。承認された型式の騒音計は検定に際し検定項目

10
20の大部分が省略されます。

0

図1 音圧と音圧レベル
10

レスポンス

130
120
音圧レベル︵基準音圧
︶

20μPa
（dB）

110

100 phon100ー40（dB） ー50

80

80

ー60

70

ー70

60

A特性

10

20

50

100 200

50

50

5k

10 k 20 k 50 k

図3 騒音計の周波数重み付け特性30

30

500 1 k 2 k

周波数
（Hz）

40

40

20

20

10

10

F
（Fast）

レベル

0
−10
16

A特性
C特性

ー30

90

60

Z
（FLAT）
特性

C特性

ー20

90
70

Z
（FLAT）
特性

0
ー10

最小可聴値

31.5

63

S
（Slow）

125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 16 000
周波数（Hz）

時

図2 純音に対する等ラウドネス曲線（ISO 226 : 2003）

間

図4 騒音計の時間重み付け特性概念図

騒音レベルと騒音計
騒音計は音の物理的性質を数値化する測定器です。心理的、生理的、主観的な要素

騒音計の種類を含んだ音の大きさは測定できません。音圧に40 phonの等ラウドネス曲線

騒音計には多くの種類があります。それは測定の目的・精度あるいはデータの（ISO 226：1987）の逆特性を近似したもので重み付けし、レベル化した値を騒音処理方法によって使い分ける必要があるためです。大別して以下のように分類でレベルといい、dBで表します。ただし、等ラウドネス曲線（ISO 226：2003）ではきます。

60 phonに近くなっています。

①普通騒音計・精密騒音計（NLシリーズ）
最も一般的な騒音計で性能が規格などで定められています。精度が異なります。

等価騒音レベル L eqとは？

②精密計測用レベル計（NA-42）
幅広い測定周波数と測定レベル範囲を持ちさまざまな音響計測に対応できます。

騒音に係る環境基準の評価に等価騒音レベル（Leq）が用いられます
等価騒音レベル（L eq）は、equivalent continuous soundlevelの訳であり、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギを同時間内の定常騒音のエネルギに置きかえる

70
騒音レベル

等価騒音レベル③ 分析機能付騒音計（NA-28、NL-６3とNX-６3RT/４3FT、NL-43/53と40

60 dBの範囲で変動している場合（右上の図）の例で、

L eqの測定
等価騒音レベルは騒音計（L eq機能付）により自動的に演算されます。

60

等価騒音レベルると53 dB（右下図）のようになります。

実時間分析機能、もしくはFFT分析機能を内蔵した騒音計です。

（dB）50ことです。時間t 1 〜t 2 の間に、騒音レベルが47 dB〜
この騒音のエネルギを定常騒音のエネルギに置き換え

NX-43RT/43FTの組み合せ）

60④環境騒音観測装置（NA-３９A）
t1

時 間

t2

70

騒音規制法や環境基準に定められた方法でデータ処理を行います。
騒音の測定と監視に用いられます。

60⑤精密騒音計（低周波音測定機能付）（ NL-６3とNX-６3RT）

50

G特性音圧レベルの測定と同時に1/3オクターブバンド実時間分析ができます。

（dB）
40

t1

時 間

騒音レベルと等価騒音レベル

t2⑥騒音表示装置
街頭に設置して、その周辺の騒音レベルを電光掲示板に表示する装置です。

産業界や人間の居住環境で生じている振動は、特殊な場合を除き、無い方が望ましいことは明白です。さらにこの不必要な振動が、機械の寿命を縮め、製品のSound Level Meter

振動測定の重要性

騒音計

VIBRATION AND VIBRATION METERS 振動と振動計
品質を悪くし、不慮の事故の原因となり、また振動公害を発生するとすれば、振動問題の解決はまさに緊急な課題となっているといっても過言ではありません。

環境振動の大きさの評価は、人体の振動感覚特性に基づいた測定値である振動レ

ます。振動現象の相違や測定目的によりいずれの尺度を用いるかは異なりますが、

ベル（dB）で行われています。これはちょうど騒音の騒音レベルの考え方と同じで、この3者の間には正弦波振動の場合には下式の関係が成立します。

物理的振動量（環境振動では加速度）に人体の感覚特性による補正を行い、その結また、振動の大きさを表す実用単位は、表1のものが使われています。

果得られた測定値を評価の対象としています。

Frequency Analyzer

環境振動の測定（振動レベル計）

振動の大きさを表すのに、図1のように変位、速度、加速度の3つの尺度があり

変位

図2は、
振動レベル計の JIS C 1510 で規定されている周波数レスポンスです。
10

平坦特性

5

相対レスポンス＝ /2π ＝ /（2π ）2速度振幅＝ ・2π ＝ /2π

加速度振幅＝（2π ）2＝ ・2π

−5

鉛直特性

−10

水平特性

−15
−20

（dB）

−25
−30

※ ＝1/ （Hz）、 は周期（秒）

1

1.25

1.6

2

2.5

3.15

4

5

6.3

8

10

12.5

16

20

25

31.5

40

50

63

Recorder

−35

図1

80

周波数
（Hz）

表1 振動の大きさを表す実用単位

図2 振動レベル計の周波数レスポンス許容範囲

変

位

mm、
μm（1 μm＝10−3 mm）

設備診断

速

度

mm/s

①保全のタイプ（考え方）
Gal（1 Gal＝1 cm/s 2）dB（re・10−5 m/s 2 ）：JIS

設備の重要度に応じてタイプを使い分け、最小のコストで最大の効果を生むよう考えます。
●事後保全（BM：Break-down Maintenance）故障したら直すことが基本的な考え方

機械振動用の振動計●時間基準保全
（TBM：Time Based Maintenance）
故障の有無に関係なく、一定の

機械振動の測定に用いる振動計は、その測定対象となる機械の振動によってピック

時間使用した部品の交換や、一定の周期ごとに点検、分解、修理を行うような予防アップを選択することになります。低い周波数用のピックアップは低加速度を測定

保全（PM：Preventive Maintenance）の考え方

するため感度が高くなっていますが、形状が大きく、質量も大きくなって設置時の共機械設備の動作状態を●状態基準保全
（CBM：Condition Based Maintenance）
定期的に測定し、劣化の程度を把握して、故障の発生を予知すること、即ち予知保ために、軽量小型で低感度に設計されています。

することにより、点検、分解、修理を行い、
全（PRM：Predictive Maintenance）

数の範囲を広くカバーし、それぞれの特徴を生かした振動計を測定目的に応じて広部品の交換をすると言う考え方②振動法による設備診断技術

く選択できる構成となっています。圧電式加速度ピックアップは概ね1 Hz以上の周振動法は機械設備が運転状態の時、振動測定を行うことにより、設備の異常を早期発

波数の振動を測定する場合に使用します。このピックアップは高周波数特性が良好

見し、設備のメンテナンスを行う方法です。生産設備に直結した重要設備で特に回転で、特に高い周波数の振動測定に適しているため、プラントなどの設備診断や振動機械設備に有効です。
③振動振幅の応答特性
振動周波数によって変位振幅、速度振幅、加速度振幅の応答がことなります。設備診す。積分して速度、変位で評価する場合にはパイロ雑音が増幅されるので特に注意

断ではこの使い分けが重要です。どんな振動が増加するのかを十分理解し、検出したが必要です。なお圧電式ではプリアンプ内蔵を除いてチャージアンプが必要です。

い異常に応じて振動のパラメータを使い分けます。必要に応じて速度、加速度の両方

サーボ式はDCまで周波数応答が完全にフラットで、低周波数の雑音も非常に小さ測ることが必要な場合もあります。

く、概ね10 Hz以下の測定に使用します。最近では地震計のセンサにも多く使用されています。サーボ式は測定可能な周波数の上限は約100 Hzです。なお、サーボ④診断方法●簡易診断法定期的な振動測定を行い、その値を傾向管理することにより機械設備の予知保全

式は専用の電源で動作し、チャージアンプは不要です。

●精密診断法

圧電式加速度ピックアップとは？

振動の信号をFFT分析などにより、機械設備の異常個所を抽出し、点検・修理をします。
図1 圧電式加速度ピックアップの構造

（a）
せん断型

（b）
圧縮型

加速度= d ×（2πf ）2
おもり
圧電素子

圧縮型
圧電素子の上におもりを乗せた構造です。構造が単純で機械的強度が高いので大加速度、衝撃の計測に適してい
ます。

速

おもり

度= d ×2πf

圧電素子

変位= d
変位領域

図2 せん断型ピックアップの原理
電極面

加速度領域

速度領域
10 Hz

せん断型
圧電素子にずれを起こさせる構造で感度が高くとれ、そのため小型化できます。また圧電式加速度ピックアップ
特有の温度変化による雑音（パイロ電気出力）が小さく
低レベル・低周波数領域での計測には有利です。機械振動、構造物・地震などの振動監視装置用に適しています。

使用測定器（VA-12、SX-A1VAなど）

One Point品質書類 会社概要

ある種の結晶に圧力を加えると、圧力に比例した電荷が表面に発生します。この現象を圧電効果といい、この効果を用いて振動加速度を測定するセンサーが圧電式加速度ピックアップです。圧電式加速度ピックアップは小型軽量および測定周波数範囲が広く、高精度・高信頼性で取り扱いが容易なので、幅広く一般的に使用されています。
また、標準ピックアップとしても使用されています。圧電式加速度ピックアップは、圧電素子の2種類の利用方法
により図1のようにせん断型と圧縮型の2種類あります。

概説を行います。使用測定器（VM-82A、VM-63C、VA-12、SX-A1VAなど）

コードの外形図（パイロ）が発生します。このため、使用に当たっては温度変化を与えないようにしま測定のための組み合わせ

監視に多く使用されています。圧電式は温度変化によって低い周波数成分の雑音

関連製品

振周波数も低くなります。高い周波数用のピックアップは大きな加速度を測定する
リオンでは圧電式とサーボ式の加速度ピックアップを用意しており測定可能な周波

Seismometer

振動加速度レベル

Related Products

m/s2、cm/s2

地震計

加速度

記録計

変位振幅

0

周波数分析器

振動の大きさを表す尺度

振動計

防災にと多方面での振動問題の解決に有効な情報を提供します。

Vibration Meter

リオンの振動計は、機械の保守点検や監視、商品の設計研究や品質管理、振動対策、振動工具や乗物などの労働衛生分野、さらに環境振動、地震の記録、制御、

1 000 Hz

パラメータ

適応例

加速度

衝撃力などのような力の大きさが問題になる
異常（軸受け傷振動、歯車の傷振動）

速度振動エネルギや疲労度が問題になる異常周波数帯域１ｋHｚ以上（アンバランス、ミスア 周波数帯域
ライメント、ゆるみなど） 10 Ｈｚ〜1 000 Hz

力
変位

周波数帯域100 Hz以下

変位量または動きの大きさそのものが問題となる異常（工作機械のビビリ現象、回転軸のふれ回り）

図3 振動のパラメータ61

FREQUENCY AND FREQUENCY ANALYZERS 周波数と周波数分析器
周波数分析と周波数分析器
一般に音や振動現象は周波数特性を持っています。多くの周波数成分が複雑に混在しており、その周波数ごとの成分の大きさ（レベル）を調べることを周波数分析といいます。騒音・振動対策も全ての周波数帯域で効果を持つわけではありませんので、対策の目標値や評価は周波数ごとに行う必要があります。

周波数分析器の分類

周波数分析器の使い分け

周波数分析器は使用目的により表1のように分類することができます。

①実時間分析器
騒音レベル・振動レベルなど感覚量の評価や対策の評価にオクターブバンド、

表 1 周波数分析の種類
目

的● 騒音・振動の感覚量の評価● 対策の評価● 材料開発・評価● 騒音・振動現象の把握● 騒音・振動対策● 材料開発・評価

フィルタ

周波数分析器

1/3オクターブバンド分析が主に使用されます。騒音計、振動レベル計と同じ

定比オクターブバンド
1/3オクターブバンド

NA-28
SA-0２
SX-A1RT（SA-A1）
NX-63RT（NL-63）
NX-43RT（NL-43/53）
VX-55RT（VM-55）

感覚補正特性（周波数重み付け特性、時間重み付け特性、周波数の対数表示）を

定幅FFT（狭帯域分析）SX-A1FT（SA-A1）
SA-0２
NX-43FT（NL-43/53/63）
VA-12
NX-28FT（NA-28）①周波数分析器

使用して平均化を行えますので、感覚量を評価する測定に適しています。建築音
響関係の遮音性能、室内騒音評価、音響パワーレベル、建築材料評価、音質評価、伝搬系の特性などの測定に使用されます。
②FFT分析器
音・振動現象を物理的に把握し、対策を主目的とする周波数分析器です。時間領域、周波数領域で分析できますので汎用性に優れています。また、周波数分解能に優れていますので、騒音源、振動源の特定には欠かせません。また、多チャンネル間信号（音と振動など）の相関性なども分析でき、自動車、機械、コンピュータ、

音・振動の周波数分析は実時間分析器とFFT分析器が目的により使い分けられ家電製品などの騒音・振動分析、防振材・制振材料の開発・評価、機械インピーます。
（図1は同じ信号波形をオクターブバンド分析した結果と、FFT分析した結果

ダンス、モード解析、インテンシティ測定、
トラッキング分析、伝搬系の特性、音質評です。）

価などの測定に使用されます。一般の騒音、振動対策・評価には欠かせません。

実時間分析器は定比幅のバンドパスフィルタ（1/1、1/3、1/Nオクターブバンド）

FFT と信号処理を使用し、主に感覚量評価を中心とした周波数分析に使用されます。
FFT分析器は演算（高速フーリエ変換）で定幅分析されます。主に物理的評価を中心とした周波数分析に使用されます。

①FFT分析器
FFT（高速フーリエ変換・Fast Fourier Transform）を用いた分析結果の帯域
幅は定幅型です。FFT分析器の構成は、入力された信号から分析帯域外の信号を取り除くためローパスフィルタ（アンチエリアシングフィルタ）を通り、A/D回路でデジタル信号に変換されます。さらに時間窓（ウィンドウ）の処理を行いFFT演算
する、離散的周波数分析方法です。
②信号処理

信号波形

FFT分析器は振幅情報と位相情報も得られます。時間領域では時間波形、自己相関、相互相関、振幅確率密度関数、また周数領域ではスペクトル、オクターブバ
ンド、1/3オクターブバンド分析（オクターブ合成）、2チャンネル間ではクロスス
ペクトル、伝達関数、コヒーレンス関数の演算、インテンシティの計測、さらにシス
テムとしてモード解析、
トラッキング分析が行えます。

1/1オクターブバンド分析の結果

タイム
バッファ

A/D

FFT演算

出力・表示

入力

ローパス
フィルタ

FFT分析の結果
定幅フィルタ群

図1 オクターブバンド分析結果、FFT分析結果
1②定比型フィルタと定幅型フィルタ

2

3 ・・・・・・・・・・・・ n
周波数範囲

周波数分析器を構成するフィルタには定比型と定幅型の2種類があります。これはフィルタの通過帯域幅による分け方で定比型では中心周波数に比例してフィル

図3 FFT分析器（スペクトル分析）

タ幅が変動し、定幅型では常に一定の幅を持っています。これを図示すると図2のように周波数軸を対数にすると定比型フィルタではどのバンドも同じ幅となり、FFT 分析器による諸関数の関係

定幅型フィルタは周波数が高くなるにつれて狭く表示されます。したがって分析結果を図示する場合、定比型フィルタでは周波数軸を対数に、また、定幅型フィルタ

振幅確率
密度関数

では等間隔に取ります。

自
己
相関関数

フーリエ
変換

Spec A

フーリエ逆変換③フィルタの規格
オクタ ー ブ バンドお よび 1 /Ｎオクタ ー ブ バンドフィル タ（ 分 析 器 ）の 特 性 は
JIS C1513-1で規定されます。

コヒーレンス関数
チャンネル
A

国際的にはIEC 61260-1またANSI（米国規格）で規定されます。

フーリエ変換・2乗

国際規格でフィルタ規格が定められていますのでデータの比較が容易です。FFT
分析器にはJISならびに国際的な規格はありません。従って性能・設定により分

相
互
相関関数

析結果が異なる場合があります。

フーリエ
変換

フーリエ
逆変換
チャンネル
B

定幅型フィルタクロス
スペクトル クロス／パワー（割算）

フーリエ変換・2乗定比型フィルタ

f

5f

10 f

図2 対数スケールでの定比と定幅フィルタのバンド幅の変化

100 f

振幅確率
密度関数

自
己
相関関数

=
X Spec（X Spec）2

Spec A×Spec B

伝達関数
フーリエ
逆変換

パワー
スペクトル

フーリエ
逆変換

周波数（Hz）

62

パワー
スペクトル

インパルス
応 答

Spec B

フーリエ
変換

時間領域

周波数
領 域
演算
関係

は、メディアプレーヤなどのコンピュータソフトを使って、音を再生することがこのため記録ペンの動特性を選択して使用します。

できます。
■DA-21周波数レンジ（Hz）

100
収録
数

ch

500

1 000

5 000

20 0001066時間40分 213時間20分 106時間40分

21時間20分 10時間40分

5時間20分2

533時間20分 106時間40分

53時間20分

10時間40分

5時間20分

2時間40分

3

355時間32分

71時間06分

35時間33分

7時間06分

3時間33分

1時間46分

4

266時間40分

53時間20分

26時間40分

5時間20分

2時間40分

1時間20分Frequency Analyzer

最大波形収録時間（2 GB SDカード※ 使用時、目安）
サンプリング周波数：周波数レンジ×2.56（2.4も対応）※動作を保証する当社販売品をお使いください。

レベルレコーダ用記録紙 RP-01Dによる騒音レベルの記録

周波数分析器10 000

1

Sound Level Meterを使って表示・分析することができます。また収録データ（ＷＡＶＥ形式ファイル）

振動レベル計の出力信号を接続して、騒音レベルや振動レベルを記録します。

振動計③メモリカードを使って収録された波形データは、波形分析ソフトウェアAS-70など

レベル記録用レベルレコーダ」）が使用されます。レベルレコーダは騒音計やVibration Meter

音・振動のレベル記録①騒音・振動レベルの記録にはレベルレコーダ（JIS C 1512「騒音レベル、振動

騒音計

RECORDING SOUND AND VIBRATION 音と振動の記録②SDカードスロットを装備した騒音計や振動レベル計を使用すると、レベルデー

Recorder

騒音レベル、振動レベル波形の表示、記録などが行えます（NL-43/53/63、
VM-55）。

記録計

タを直接メモリカードに記録して、長時間の測定にも対応できます。カードに記録されたデータはコンピュータで専用ソフト、汎用ソフトを使用して後処理を行い、■SDカードの容量と騒音、振動のレベル記録時間（100 msごとの瞬時値のストア時間）

512 MB

騒音計

振動レベル計（3方向）

2.4日

2.5日
Seismometer
Related Products

コードの外形図

音・振動の波形記録

騒音レベル・振動レベル測定用紙①レベルレコーダ用記録紙
RP-01D（1ch用）

発破、砲撃、衝突などの衝撃音・振動の現象では、立ち上がりの状況や波形ピー

概説

ク値を計測したり、周波数分析をします。

測定のための組み合わせ

環境計測データ管理ソフトウェア AS-60①音圧波形や振動加速度の波形を記録して分析することが必要な場合もあります。

関連製品

波形処理ソフトウェア AS-70 周波数分析画面例

地震計

波形処理ソフトウェア AS-70 周波数分析画面例

One Point品質書類 会社概要

②レベルレコーダ記録用紙
RP-55（2ch用）

振動波形の記録例（鍛造機）②波形の収録は、波形収録機能（NX-28WR/NX-43WR/SA-02/SA-A1）やデータレコーダ（DA-21）を使用します。その収録媒体には、SDカード（NX-28
WRはCFカード）が使用されます。収録されたデータは、再生後に分析器、分析
ソフトウェアや記録計を使って後処理を行います。

63Earthquake and Seismometers 地震と地震計
私たち、日本列島の上で生活している人間にとって地震は避けられない自然現象で、古来、我が国では幾多の地震による災禍に見舞われてきました。
地震による災害を避けるためには、地震の研究、耐震構造物の建築、防災対策の3項目が重要となります。

地震発生の仕組み
プレート境界型地震
海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込み、両者の境界が応力によりひずみを受け
ばねのように弾性力を蓄え、それが跳ね返る時に発生する地震をいいます。

北米プレート
ユーラシア
プレート

千島海溝
日本海溝
伊豆・
小笠原海溝

相模トラフ

南海トラフ

太平洋
プレート

図1 地震波形表示画面
図2 波形分析表示画面

防災のための表示計
地震による被害を最小限にするためには構造物の耐震性を高めると同時に地震防災システムも重要な課題です。人が集まる場所では、いち早く地震の大きさを知らせる

南西諸島
海溝

と同時に、行動手順を指示し人心を安定させることが第一です。そのために最大加速

フィリピン海プレート度表示計や地震警報用放送装置があります。
一方、鉄道、原子力発電所、ガス貯蔵所では、ある値以上の地震が発生すると設備を停止し、その後安全を確認しなければなりません。
リレー配線

制御部本体
（表示盤）

貯槽など

内陸地殻内地震（断層型）
地下の岩盤が周囲から押されることにより、断層と呼ばれる破壊面を境目にして急激

緊急
しゃ断弁

電磁弁

にずれ動き、地面に震動が引き起こされて発生する地震をいいます。
正断層

空圧管等
ポンプ

逆断層

液配管

P

感震器
手動

制御盤

V

ベーパライザ作

待機

図3 地震計のガスタンクへの設置例

右ずれ
横ずれ断層

地震波形（加速度）
第3段階警報レベル
第2段階警報レベル
第1段階警報レベル
トリガーレベル

水平合成波形

待機

左ずれ
警報表示

動作

動作

待機

動

第1段階警報地震の研究、構造物の検証のための強震計

第2段階警報強震計は、地面や道路、ダム、高層ビル、鉄道などの構造物に設置しておき、地震が発→ ← リセット信号発生タイミング

第3段階警報生するとその場所の加速度波形と発生時刻をメモリカードに記録します。その後メモリカードを再生し図1、2のような地震動の分析を行います。

図4 地震計の信号出力タイムチャートの例

気象庁震度階級関連解説表 人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況
震度階級

平成21年3月31日改定
屋内の状況

屋外の状況

0

人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

−

−

1

屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。

−

−

2

屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。
眠っている人の中には、目を覚ます人もいる｡

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。

3

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立てることがある。

電線が少し揺れる。

4

ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。
自動車を運転していて、揺れに気付く人がいる。

5弱

大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の大半が倒れる。固定していな
い家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちることがある。
電柱が揺れるのがわかる。
道路に被害が生じることがある｡

5強

大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。
テレビが台から落ちることがある。
固定していない家具が倒れることがある。

窓ガラスが割れて落ちることがある。補強されていないブロック
塀が崩れることがある。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。自動車の運転が困難となり、停止する車もある。

6弱

立っていることが困難になる。

固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある｡
ドアが開かなくなることがある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。

6強
7

64

人の体感・行動

固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが立っていることができず、はわないと動くことができない。 多くなる。
揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされること固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、もある。
飛ぶこともある｡−

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。
補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する建物がさらに多くなる。補強されているブロック塀も破損するものがある。

Sound Level Meter

騒音計! One Point
時間率騒音レベル、時間率振動レベルとは？

Vibration Meter

価量は適用されます。ある実測時間内の変動騒音に着目したとき、ある騒音レベルを超えている時間の合計が実測時間のN %に相当するとき、その騒音レベルをN %時間率騒音レベルと言います。たとえば実測時間が10分の場合55 dＢを超える時間の合計が5分であったならば55 dＢを50 %時間率騒音レベル（中央値）と言います。もし55 dＢを超える時間の合計が30秒であったな
5 5 %時間率騒音レベル）
らば55 dＢはL （となります。時間率振動レベルについても同様です。

Frequency Analyzer

低周波音とは一般に周波数1 Hzから100 Hzの音波のことを言い、その中でも特に1 Hzから20 Hzの人間の耳に音として捉えられない音波を、超低周波音と言います。NL-63は、騒音帯域だけではなく、低周波音帯域も測定を可能にした騒音計です。
通常の騒音は、耳で聞き『うるさい』という感覚的な表現が使われますが、耳で聞きづらい、あるいは聞こえない低周波音は『不快・圧迫感』という心理的な表現が使われます。一般に人は、10 Hzの低周波音でおよそ90 dB以上、20 Hzの低周波音でおよ
そ80 dB以上の音圧レベルでその低周波音の存在を認知すると言われ、さらに大きなレベルになると先の心理的表現による苦情となる場合があります。

Recorder

1Ｈｚから20 Ｈｚの超低周波音による心理的・生理的影響の評価特性として、1995年3月にISO 7196でG特性が規格化されました。G特性は、10 Ｈｚを基準とした人の超低周波音に対する感覚閾値をもとに決められています。これは、騒音計に用いられているA特性が、1ｋＨｚを基準とした人の可聴音に対する聴感特性に基づいて決められているのと同じ考えです。

記録計

G 特性とは、どういうものなのでしょうか？

周波数分析器

低周波音は、どのような音なのでしょうか？

振動計

わが国の騒音規制法および振動規制法に使われている評価量で騒音や振動の大きさが不規則かつ大幅に変動するときにこの評

周波数分析とは ?

Seismometer

オクターブバンド分析、1/3 オクターブバンド分析とは ?

Related Products

コードの外形図

単純な正弦波
と余弦波
周波数軸
時間軸

概説

複雑な波形
余弦波の合成信号 （（ 単純な正弦波と測定のための組み合わせ

FFT（Fast Fourier Transform）分析とは？
この手法は時間的に一見不規則に見える複合された信号を高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform）することにより、信号のある規則性を見出すことで、信号に含まれている周波数スペクトル分析を行います。特に音声の分析や自動車・家電の品質評価、異音検出など音響・振動の信号解析に幅広く利用されています。
フーリエ変換はフランスの数学者フーリエ（Fourier：1768〜1830）の人名に由来しており、その考えは 任意の周期関数は三角関数の和として表せる ということです。
この考えを取り入れ1965年にはCooleyとTukeyによって演算方式が確立され、全世界に広がり、その数年後にはFFTプログラムが利用できるようになりました。

関連製品

音の高さの感覚は、音の周波数に依存します。二つの音の高さの感覚の違いは、音の周波数の差ではなく、音の周波数の比に対応します。周波数分析に用いられるバンドパスフィルタセットには、定比型（フィルタの上限周波数と下限周波数の比が一定）と定幅型（上限周波数と下限周波数の差が一定）の二種類がありますが（P.62参照）、騒音の評価を目的とした分析には、人間の感覚に対応させやすい定比型フィルタを使うのが一般的です。周波数の比が2となる関係をオクターブといい、バンドパスフィルタの上限周波数が下限周波数の2倍であるフィルタをオクターブバンドパスフィルタと呼びます。オクターブバンド分析のフィルタの中心周波数
は、31.5、63、125、250、500、1 000、2 000… Hzと、隣り合うフィルタの2倍の関係になります。詳細な分析が必要なときには、1/3オクターブ分析が使われます。1/3オクターブ分析のフィルタの中心周波数は、31.5、40、50、63、80、100、125…
Hzと、隣り合うフィルタの約1.25倍（1/3オクターブ間隔）の関係になります。

地震計

音、振動は一般に多くの周波数が合成された複雑な波形をしています。音や振動の性質を調べるためこの複雑な波形を周波数成分ごとに分けることを周波数分析と呼び、一般的にはオクターブバンド分析、1/3オクターブバンド分析、FFT分析などの手法がよく使われます。

周波数スペクトル（FFT分析結果）One Point品質書類 会社概要

音響インテンシティ測定とは？
音を大きさと方向を持つ量（ベクトル量）として扱うことのできる手法です。流体中の1点を通過する瞬時音圧と瞬時粒子速度の積でインテンシティベクトル（ベクトル量）
を表します。
つまり単位時間に単位面積を通過する音のパワー（W/m2）
を音響インテンシティといいます。
音響インテンシティ測定を行うことにより、測定面の音分布の可視化や音源の探査が可能になります。

SI 値（Spectrum Intensity 値）とは？
今までの地震の強さの評価は、地震波の最大加速度でおこなっていました。しかし、地震被害との相関がより良いとされている
SI値とよばれる揺れを計る尺度が検討されています。振動センサ（感震器）から得られる3方向加速度波形成分のうち水平2方向の成分について速度応答波形を計算し、周期0.1秒〜2.5秒（一般的な構造物の固有周期）の範囲の速度応答スペクトルを求めます。このスペクトルの平均値をSI値（cm/sec）
とします。

65

品質書類
当社製品の品質を保証するための各種書類を提供しています
試験成績書
校正証明書
トレーサビリティ体系図
照合用標準器の試験成績書またはその校正証明書の写し

品質書類……… 5,000円……… 8,000円……… 2,000円……… 3,000円

品質保証および信頼性試験
計測器について、品質・信頼性が高いということは、単に故障しないというだけでなく、さまざまな測定
条件のもとで、所定の期間中、測定値が保証される、すなわち常に安心して測定できることをいい、測定器に対する絶対的な信頼にこたえる これが計測器メーカーの生命と考えます。また、最近は高品質、高信頼性化とともに小型化、使いやすさ、多用途化など計測器に対する要求は急速に変化し、高密度化しています。
リオンではこれらの要請に添った製品を作り出すために、設計の段階から、長年のフィールドデータ、信頼性試験データを積み重ねた計画的なプログラムに添い、部品の選択管理、そして部品・製品に対する各種の試験が実施され、同時に国家標準・企業内標準・製品を一貫する校正ルートを定めたトレーサビリティシステムが確立、維持されています。
無響室

製品の環境テスト室

音響・振動計測器の校正
長さや重さを測定するときには、測定した値の精度が常に問われます。これは音響・振動の測定においても同じです。当社では、音響・振動計測機器を製造販売している立場から、これらの製品を校正するために、種々のシステムを確立しています。この校正システムは、国家・国際計量標準へトレーサブルで、十分な精度を持ち、サウンドレベルメータや振動レベル計等の製造や品質管理に用いられています。
また当社は、「音響・超音波」「振動加速度」の区分で、JCSS校正事業者として認定、登録されており、認定範囲における校正方法の妥当性、国家計量標準へのトレーサビリティ等が公に認められています。
振動ピックアップの絶対校正装置

音響標準トレーサビリティ体系図

振動標準トレーサビリティ体系図

校 正・
研究機関

国家・国際計量標準
JCSS校正事業者

国家・国際計量標準・公的研究機関
JCSS校正事業者

JCSS校正事業者

照合用
標準器

標準コンデンサマイクロホン

加速度ピックアップ

社
標

常 用
標準器

内

コンデンサマイクロホン

絶対校正装置（レーザ干渉式）
加速度ピックアップ

準

音響校正器

作業用
標準器

コンデンサマイクロホン
加速度ピックアップ
音響校正器

製品

66

音響校正器

コンデンサマイクロホン

サウンドレベルメータ

振動レベル計

振動計、地震計、校正用加振器、
加速度ピックアップ校正器

加速度ピックアップ

Sound Level Meter

騒音計

その他リオングループが提供するサービス

検定の手続き修理・点検・校正（引き取り修理サービス）

騒音計・振動レベル計およびレベルレコーダを、同等の、調整・校正を行います。

修理・点検・校正後、検定／公的機関＊による検査のて行います。

Frequency Analyzer

手続きを行います。検定／検査合格まで責任を持っ＊ご依頼があった場合のみ、手続きを行います。

製品ごとの試験成績書

周波数分析器当社で定めた基準に基づいて実施します。新品出荷検査と振動計

Vibration Meter

アフターサービ ス

製品ごとに当社指定の試験成績書を発行します。

Recorder

校正証明書、トレーサビリティ体系図、照合用標準

出張修理

校正に使用する標準器は、国家標準へのトレーサ

定場所にて実施します。

ビリティを確立しています。

一般環境騒音、航空機騒定期点検契約

１回ごとの契約により、定期保守点検と突発的故障に実施要領書（仕様書）による緊急修理を実施します。

基づいて実施します。

定をします。その他の音響振動測定については、ご相談ください。
航空機騒音測定システム

特注コード製作

関連製品

保守契約の内容に基づいて、音、吸音率、透過損失の測Related Products

年間保守契約測定

地震計

保守／点検契約

Seismometer器の試験成績書または校正証明書を発行します。

設置型の監視装置、移動不可能な製品に限り、お客様の指記録計

ISO対応文書

校正室

コードの外形図

ケーブルの種類と長さを伺い、お見積もりします。
（お問い
合わせください）音響振動技術サポートプログラム〜音・振動に関するご相談、承ります！〜

概説

音や振動に関するお困りごとや課題のご相談に解決策をご提案する測定のための組み合わせ計測器で使用するケーブルを、ご要望の長さで作成します。

「音響振動技術サポートプログラム」を提供しています。
例えば、自社製品や設備の振動・騒音対策をしたいが、熟練

One Point品質書類 会社概要

者がおらず工数もないため方法がわからない、音や振動による良否判定のシステムを構築したいが、実現性があるのかわからない等、日々の業務の中で生じる課題やお困りごとについて、ぜひお気軽にご相談ください。
リオンの独自技術を用いた測定業務を承ることも可能です。

アコースティックカメラを用いた音源位置の調査、液体を使用しない容積・体積の測定

事例(複雑形状部品の容積・体積など）、検査技術者が感覚で行っている音・振動の良否判定を計測システムに代替、
自動車用・建材用などの材料の吸音率・透過損失の測定

等67一般財団法人 小林理学研究所
E-mail info@kobayasi-riken.or.jp
URL http://www.kobayasi-riken.or.jp/

研究施設
本館および建築音響試験室棟ほか研究室兼実験室8棟。
研究用の主な施設としては、壁試験室4室、床試験室2室、残響室6室、無響室1室、半無響室4室、低周波音実験室1室などがあります。建築音響試験室

設 立：1940年（昭和15年）8月24日
理事長：山本 貢平 工学博士
所在地：〒185-0022 東京都国分寺市東元町3-20-41
TEL.042-321-2841

棟は、日本有数の研究施設であり、建築音響研究に大いなる成果をあげてい
ます。

■ 沿革

●国土交通大臣指定

小林理学研究所は、実業家・小林采男氏の公益的な寄付に基づ

建築基準法に基づく指定性能評価機関（界壁の遮音構造）●計量証明事業所登録
東京都第549号（音圧レベル）、第977号（振動加速度レベル）き、佐藤孝二氏、坂井卓三氏などが中心となり、設立の計画が進められました。1940年（昭和15年）8月、文部省から財団法人設立の許可を受け、現在地において運営を開始しました。当初は、理学全般にわたる研究を指向する研究所として発足しましたが、後に研究の中心を音響学に置くようになり、現在に至っております。
この間、1943

無響室

年（昭和18年）にロッシェル塩の人口培養法を開発したことが契機と外部からの騒音や振動を遮断する構なって、小林理研製作所（現・リオン株式会社）が設立されました。

造が特徴です。内部の壁面に使われ

なお、2013年（平成25年）4月に一般財団法人に移行しました。

ている吸音材料は厚さ60 cmのガラス
繊維ブロックで、表面から奥へと材料

組織図

理事会

評議員会

の密度を高くすることにより、あらゆる角度からの入射音に対して効果的な理事長

吸音性能を実現しています。

常務理事
所長

事務室

補聴器研究室

圧 電物 性・デ バイス 研究室

建築音響研究室

騒音振動研究室

模型実験室

試験室内部

68

建築音響試験室棟

騒音の伝搬性状の解明や試験棟内にJIS A 1416に規定されたTYPE

騒音予測を目的とした模型Ⅱに対応した壁試験室4室（1対2組）
および床実験に使用される部屋で、試験室2室の計6室の試験室が配置されてい外部からの進入音を遮蔽します。2組の壁試験室は試験体設置カセットのた、広く平坦な床面を持つ

固定に異なった方法を採用しています。また、大型の音響実験室です。床床衝撃音試験を行う2室の床試験室は、試験を除く全ての内壁面は反射体を設置する床の厚さが200 mmと150 mm

音を防止するために吸音処とそれぞれ異なった構造になっています。

理が施されています。

Sound Level Meter
Vibration Meter「音響学は人生の安全と慰安に奉仕する学問である」
を経営哲学とし技術立社
世の中の人々が生活していく上で、安心と福祉のために役立つことができれば」と念じつつ製品開発を行ってきたことであります。
事業部門は、「医療機器事業部」、「環境機器事業部」及び「微粒子計測器事業

記録計を貫いてまいりました。その中に脈々と流れている経営思想は、「社会に奉仕し、

Frequency Analyzer

創 立：1944年（昭和19年）6月21日
資本金：20億3,168万円（2022年3月31日現在）
売上高：226億3,569万円（2022年3月期・連結）
代表者：代表取締役社長 岩橋 清勝
登録等（音響振動計測器関係）
ISO 9001：2015認証
ISO 14001：2015認証
特定計量器（騒音計・振動レベル計）指定製造事業者

Recorder

研究成果を製品化するために昭和19年に設立されました。
それ以来、一貫して

周波数分析器

当社は、物理学・音響学の研究を目的とする一般財団法人小林理学研究所の振動計

https://www.rion.co.jp/

騒音計

会社概要

部」で構成されております。｢医療機器事業部」は、補聴器 や難聴者のための関連機器と、主に耳鼻咽喉科領域で使われる 医用検査機器 を扱います。
Seismometer

測器 を扱います。｢微粒子計測器事業部」は、気体や液体の中に浮遊する微粒子を測定する 微粒子計測器 を扱います。

ロゴマークについて

音響を中心にした多岐にわたる当社の製品は、個人から諸官公庁、学校、病院、において、リオンは人々の福祉と社会の安全、快適な環境づくりに励むと客ニーズに合った製品を供給し、業界のトップメーカーとしてその地位を維持の意気込みと無限の可能性、希望を象徴します。カラーは、リオンの伝統していくとともに、全世界に目を向け、「リオンはすべての行動を通して、人へ、色である青の濃淡2色を使用し、シアンブルーは行動力を、ウルトラ

社会へ、世界へ貢献する」との企業理念のもとに健康福祉の増進と安全な生活、

マリーン
（瑠璃色）
は知性や気品を表現します。

快適な環境創りを目指してまいります。

コードの外形図

リオネット補聴器

MEDICAL EQUIPMENT
医用検査機器PARTICLE COUNTER
微粒子計測器測定のための組み合わせ

その他のリオン製品

HEARING INSTRUMENT

関連製品

もとより世界60数ヵ国へ輸出され高い評価をいただいております。当社は顧会社ならびに全製品に対する性能、品質および信頼を表します。RIONの「R」に宇宙をイメージするリングを組み合わせ、宇宙の一部である地球

Related Products

サービス業、農林水産業、あらゆる製造業など広い分野で使用され、国内は地震計｢環境機器事業部」は、音や振動に関する測定器や地震計などの 音響・振動計

概説

耳あな型

オージオメータ

気中パーティクルカウンタ

液中パーティクルカウンタ

基礎技術セミナー
ウェビナーにて開催しております。

詳しくはホームページをご確認ください。

https://svmeas.rion.co.jp/

69

One Point品質書類 会社概要

耳かけ型

INDEX(Model)
索引
（型式）
A

AN-39D ......................................... 12
AN-39R ......................................... 12
AS-14PA5 .................................... 35
AS-15PA5 .................................... 37
AS-16PA5 .................................... 37
AS-20PC5 .................................... 35
AS-30PA5 .................................... 36
AS-31PA5 .................................... 36
AS-51 ............................................. 13
AS-60 ............................................. 10
AS-60RT ....................................... 10
AS-60VM ..................................... 23
AS-60VMRT ................................ 23
AS-70 .......................... 7・10・23・43
AS-70 Viewer .............................. 42

B

BP-17 ................. 11・18・27・32・33
BP-21A ............................ 15・18・33

C

CAT-CMP-MTA ........................... 39
CAT-CMP-SQ .............................. 39
CAT-Report .................................. 39
CAT-SAA1-ORDTRK ................. 41
CAT-SA02-CMP01 .................... 39
CAT-SA02-Order ....................... 38
CAT-SA02-Pro ............................ 38
CAT-SA02-SQ ............................. 38
CAT-SA02-TH ............................. 39
CAT-SA32 ................................... 39
CAT-SM28MP2 ......................... 45
CAT-UV22-MS ........................... 26
CAT-WAVE ................................ 7・43
CC-24 ...................................... 18・33
CC-42R ................................... 18・33
CC-43CT ....................................... 18
CC-43S .......................................... 18
CF-27 ............................................. 27

D

DA-21 .......... 17・18・32・33・42・51

E

EC-02S .......................................... 32
EC-02SB ....................................... 32
EC-02SD ............................... 32・51
EC-02SE ............................... 32・51
EC03001 ..................................... 51
EC-04 .................................... 17・51
EC-04A ................................. 17・51
EC-04B ................................. 17・51
EC-04C ................................. 17・51
EC-04D ................................. 17・51
EC-04E ................................. 17・51
EC-04S ......................................... 51
EC-40A ......................................... 32
EC-40B ......................................... 32
EC-40C ......................................... 32
EC-40D ......................................... 32
EC-54S ......................................... 51
EC-54SA ....................................... 51
EC-54SB ....................................... 51
EC-90A ......................17・18・33・51
EC-90B ......................17・18・33・51

F

FI-01A ............................................ 47
FI-02 ............................................... 47

70

K

KWS-03 ......................................... 15

L

LB-23 ............................................. 43
LF-20 ..................................... 21・32
LR-07 ................................ 18・33・43
LS-10C .................................. 21・32
LS-13DX ....................................... 44
LS-14DX ....................................... 44
LS-15D .......................................... 44
LS-40C ................................... 21・32

M

MC-20CF2 ................................... 15
MC-20SD2 ................................... 15
MC-20SS2 ................................... 15
MC-25LC1 ................................... 15
MC-32SP3 ................................... 15
MC-51SD1 .................................. 15
MC-51SS1 .................................. 15
ME Scope VES .......................... 38
MS-11A ......................................... 12N

NA-28 ................................. 6・18・51
NA-39A ......................................... 12
NA-42 ........................ 13・17・18・51
NC-39A ....................................18・33
NC-72B ............................ 15・17・18
NC-72-S26 .................................. 17
NC-72-S27 .................................. 17
NC-75 ............................... 15・17・18
NC-75-022 .................................. 17
NC-75-S11 .................................. 17
NC-98E ....................................18・33
NC-99A ............................ 18・27・33
NE-21P ......................................... 8
NH-04B .................................. 14・17
NH-05B .................................. 14・17
NH-06A .................................. 14・17
NH-12A..................................... 14・17
NH-17 .................................. 14・17
NH-17A .................................. 14・17
NH-22A .................................. 14・17
NH-22AT ...................................... 17
NL-27 ............................................ 11
NL-43 ............................... 8・18・51
NL-53 ............................... 8・18・51
NL-63 ............................... 8・18・51
NX-28BA ..................................... 7
NX-28FT ...................................... 7
NX-28WR ..................................... 7
NX-43EX ..................................... 10
NX-43FT ..................................... 10
NX-43RT ..................................... 10
NX-43WR ..................................... 10
NX-50 ........................................... 30
NX-63RT ...................................... 10P

PF-10 ............................................. 35
PF-31 ............................................. 21
PF-60A .......................................... 21
PV-03 .............................. 20・21・32
PV-08A ................................... 20・32
PV-10B ................................... 20・30
PV-10T .......................................... 30
PV-24 ............................................ 44
PV-44A ................................... 20・32

PV-62 ............................................ 29
PV-63 .............................. 20・30・32
PV-65 .............................. 20・30・32
PV-83C ......................................... 22
PV-83CW ..................................... 29
PV-85 ...................................... 20・32
PV-86 ...................................... 20・32
PV-87 ...................................... 20・32
PV-90B ................................... 20・32
PV-90H ................................... 20・32
PV-90T ................................... 20・32
PV-91C ................................... 20・32
PV-91CH ............................... 20・32
PV-93 .................................... 20・32
PV-94 ...................................... 20・32
PV-95 ...................................... 20・32
PV-97 ...................................... 20・32
PV-97C ............................ 20・29・32
PV-97Ⅰ ............................. 20・29・32

R

RKA-11L ...................................... 49
RKA-22L ...................................... 49
RKA-33L ...................................... 49
RKB-11L ...................................... 49
RKB-22L ...................................... 49
RKB-33L ...................................... 49
RKC-71 ......................................... 49
RKC-81 ......................................... 49
RSM-300 ..................................... 45

S

SA-A1 ........... 17・18・32・33・40・51
SA-A1WD .................................... 40
SA-02M ..17・18・32・33・34・42・51
SA-02A4 ..17・18・32・33・34・42・51
SC-AC043 ................................... 46
SF-06 ........................................... 47
SI-31Ⅰ ........................................... 37
SI-33Ⅰ ........................................... 37
SM-28 ........................................... 45
SM-29 ........................................... 44
SM-47 ........................................... 45
ST-80 ............................................ 15
ST-80-100 .................................. 15
ST-91 ............................................. 15
SX-A1CMP ................................... 41
SX-A1FT ...................................... 41
SX-A1RT ...................................... 41
SX-A1VA ...................................... 41
SX-A1WR ..................................... 41

T

TWS-01 ....................................... 15U

UA-10 ........................................... 17
UA-12 ........................................... 17
UA-20 ........................................... 17
UA-31 ......................................15・17
UA-90 ........................................... 51
UC-27 ............................... 14・16・17
UC-29 ............................... 14・16・17
UC-30 ..................................... 14・17
UC-31 ............................... 14・16・17
UC-33P ............................ 14・16・17
UC-34P ............................ 14・16・17
UC-35P ............................ 14・16・17
UC-52 ............................... 14・16・17
UC-52T ................................... 14・17

UC-54 .............................. 14・16・17
UC-57 .............................. 14・16・17
UC-57T .................................. 14・17
UC-59 .............................. 14・16・17
UC-59T ................................... 14・17
UG-20 ........................................... 30
UG-21 ........................................... 30
UG-24 ........................................... 30
UG-33 ........................................... 30
UG-50 ........................................... 30
UG-51 ........................................... 30
UG-90 ........................................... 30
UN-14 ...................... 11・17・18・51
UV-15 ..................... 26・32・33・51
UV-16 ..................... 27・32・33・51
UV-22 ................ 11・18・26・32・33

V

VA-12 ..................................... 28・33
VE-10 ............................................ 21
VM-54 ............................................ 29
VM-55 .............................. 22・33・51
VM-63C ......................................... 25
VM-82A .................................. 24・33
VM-83 ....................... 24・32・33・51
VP-26A ................................. 21・32
VP-33A ......................................... 23
VP-40 .................................... 21・32
VP-42 .................................... 21・32
VP-51A ................................. 32・51
VP-51B ......................................... 32
VP-51C ......................................... 32
VP-51Ⅰ ......................................... 32
VP-51J ......................................... 32
VP-51L ......................................... 32
VP-51LB ....................................... 32
VP-51LC ....................................... 32
VP-51W ......................................... 32
VP-51WL ....................................... 32
VP-52C .................................. 20・32
VP-53S ......................................... 20
VP-53T ......................................... 20
VP-80 ............................................ 29
VT-06 ............................................ 48
VX-54FT ....................................... 29
VX-54WB ....................................... 29
VX-54WH ...................................... 29
VX-54WS ...................................... 29
VX-55EX ...................................... 22
VX-55RT ...................................... 22
VX-55WR ...................................... 22

W

WS-01 ...................................... 15・17
WS-05 ..................................... 15・17
WS-10 ..................................... 15・17
WS-13 ........................................... 12
WS-15 ........................................... 15
WS15006 ................................... 15
WS-16 ........................................... 15

Y

YⅠ-01 .............................................. 47
その他

5SLIK ............................................. 15
5WKR4030 .......................... 18・33

INDEX(Name)
索引
（品名）
英数字

か

ACアダプタ ........................................................18・27・33
BNC-BNCコード ...............................................18・33・51
BNC-BNC同軸ケーブル ..................................18・33・51
BNCアダプタ ........................................................... 20・32
BNC-ピン出力コード ................................................18・33
FFT分析カード ........................................................... 7・29............................................ 10・41
FFT分析プログラム
LANケーブル ........................................................... 18・33
RS-232Cシリアルｴ/Oケーブル ........................... 18・33
SSR識別装置 ................................................................. 12
USB A-ミニＢケーブル .......................................... 18・33
USB Type-Cケーブル ................................................. 18
UV-22振動騒音モニタリングシステム ......................... 26
1/2インチノーズコーン .......................................... 15・17
1/2インチマイクアダプタ .............................................. 17
1/3オクターブバンド分析プログラム ............................ 41
1/3オクターブバンド実時間分析プログラム ................ 22
1/4インチマイクアダプタ .............................................. 17
2チャンネルチャージアンプ ....................... 27・32・33・51
3ch振動入力プリアンプ ................................................. 29
3軸振動計 ....................................................................... 29
３方向振動ピックアップ ............................................ 22・51
3方向ピックアップコード（PV-97Ⅰ用）........................... 32
3方向ローノイズコード（PV-97用）.............................. 32
4-20 mAアイソレーションユニット .............................. 30
4チャンネルデータレコーダ ......... 17・18・32・33・42・51
4ch入力増設ユニット ..................................................... 34
4チャンネル分析処理器 ........ 17・18・32・33・34・42・51
7Pマイクロホン延長コード ............................................ 51

学習型判定システム ....................................................... 39
環境計測データ管理ソフトウェア ............................ 10・23
環境騒音観測装置 .......................................................... 12
環境騒音処理プログラム ................................................ 13
機能拡張プログラム ..................................................10・22
強震計測装置 ................................................................. 45
空気音・床衝撃音遮断性能測定ソフト ............................ 35
組立式防音室 .................................................................. 49
組立式無響室 .................................................................. 49
計測用マイクロホン .......................................... 14・16・17
軽量床衝撃音発生器 ...................................................... 47
建築音響カード ............................................................... 7
航空機騒音観測システム ............................................... 12
航空機騒音管理ソフトウェア .......................................... 1３
校正用加振器 .................................................................. 21
小型三脚 .......................................................................... 15
コンパレータ出力/トリガ入力兼用ケーブル ................. 18

あアコースティックカメラ ................................................... 46
アコースティックダクト ................................................... 48
圧電式加速度ピックアップ ......................... 20・30・32・51
インタフェースケーブル .......................................... 18・33
インタフェースユニット ....................... 13・18・26・32・33
インパクトボール ............................................................ 47
インピーダンスヘッド ...................................................... 21
ウインドスクリーン .......................................................... 15
ウインドスクリーン取付けアダプタ ................................ 15
延長コード ......................................................... 17・32・51
オーダートラッキングプログラム .................................... 41
屋外用マイクロホン ........................................................ 12オクターブ・1/3オクターブ実時間分析プログラム ...... 10
音到来方向識別装置 ...................................................... 12
音圧レベル計測アンプ ............................... 13・17・18・51
音響インテンシティ測定ソフト ....................................... 37
音響インテンシティプローブ .......................................... 37
音響校正器 ........................................................ 15・17・18
音響式体積計 .................................................................. 50
音響式容積計 .................................................................. 50
音響・振動計測システム .................................................. 38
音源探査ソフト ................................................................ 37
音質評価ソフト ................................................................ 38

さ
サーボ加速度計 ........................................................ 21・32
サーボ加速度計用電源 ............................................ 21・32
座席用振動ピックアップ .................................................. 29
雑音発生器 ...................................................................... 47
三脚 .................................................................................. 15
三脚延長棒 ...................................................................... 15
三軸方向同時測定用インテンシティプローブ ............... 37
残響室法音響パワーレベル測定ソフト .......................... 36
地震警報記録装置 .......................................................... 45
地震波形処理ソフトウェア .............................................. 45
重量床衝撃音発生器 ...................................................... 47
手腕振動測定カード ....................................................... 29
衝撃力測定装置 .............................................................. 35
信号出力ユニット ............................................................ 34
振動監視計 ..................................................................... 30
振動計ユニット ........................................... 26・32・33・51
振動計用プリアンプ ........................................................ 21
振動校正器 ...................................................................... 23
振動分析計 ............................................................... 28・33
振動分析プログラム ........................................................ 41
振動レベル計 .................................................... 22・33・51
振動レベル計／振動計延長コード ................................. 51
振動レベル計用コード .................................................... 51
垂直入射音響計測システム ............................................ 48
ステレオ出力アダプタ .................................................... 18
スループットディスク ....................................................... 39
制御用地震計 .................................................................. 45
静電容量式デジタル出力感震器 .................................... 44
精密騒音計 ...................................................... 6・8・10・18
接続コード ......................................................... 18・32・33
全身振動測定カード ...................................................... 29
全天候ウインドスクリーン ....................................... 12・15
全天候ウインドスクリーン用三脚 ................................... 15船舶振動測定カード ......................................................... 29
騒音遠隔監視装置 .......................................................... 50
騒音計専用三脚 .............................................................. 15５1
騒音計ユニット ............................................ 13・17・18・
騒音計用コード ............................................................... 51
損失係数測定ソフト ......................................................... 35

た
耐熱コード ....................................................................... 3２
多機能計測システム ...................... 17・18・32・33・40・51
多チャンネル強震計測装置 ............................................. 44
多チャンネル分析処理器 ........ 17・18・32・33・34・42・51
力ピックアップ .................................................................. 21
チャージコンバータ .................................................. 21・32
チャートワインダ .............................................................. 43
中継ボックス .................................................................... 30
デジタル出力感震器 ...................................................... 44
デジタル出力サーボ式感震器 ........................................ 44
デジタル出力埋設型感震器 ............................................ 44
トラッキング分析ソフト .................................................... 38

は波形加工ソフト ................................................................ 39
波形収録カード ............................................................... 7
波形収録プログラム ........................................... 10・22・41
波形処理ソフトウェア ..................................... 7・10・23・43
波形分析ソフト ............................................................ 7・43
バッテリパック .................................................... 15・18・33
バッテリユニット ................................... 13・18・27・32・33
判定プログラム ................................................................ 41
判定枠システム ................................................................ 39
半無響室法音響パワーレベル測定ソフト ....................... 36
汎用振動計 .................................................. 24・32・33・51
ビスコメータ .................................................................... 48
ピストンホン ....................................................... 15・17・18
ピックアップ用コード ....................................................... 51
ビューアソフトウェア ....................................................... 42
標準圧電式加速度ピックアップ ....................................... 21
風車騒音測定用二重ウインドスクリーン ........................ 15
フォースバランスサーボ式感震器 .................................. 44
普通騒音計 ........................................................... 8・11・18
プリアンプ ................................................... 14・17・30・32
プリアンプ付きマイクロホン .......................................... 14
フレキシブルロッド .......................................................... 17
変換アダプタ ................................................................... 17
防雨型ウインドスクリーン ............................................... 15
防風スクリーン .......................................................... 15・17
ポケッタブル振動計 ......................................................... 25

まマイクロホン回転装置 ..................................................... 35
マイクホルダ .................................................................... 51
マイクロマスタ ................................................................ 25
マグネットアタッチメント ................................................. 20
ミニマスタ ....................................................................... 25
無響箱 .............................................................................. 49
無線ドック ......................................................................... 40
メモリカード（CFカード）.................................................. 15
メモリカード（SDカード）.................................................. 15
モード解析ソフト .............................................................. 38や
ユーザーフィルタ ............................................................ 30

ら
ラック取付パネル ............................................................. 30
ラック取り付け台 ............................................................. 27
リアルタイム音質評価異音判定システム ...................... 39
レベルレコーダ .................................................. 18・33・43
レポート作成支援ツール ................................................. 39
ローノイズコード ...................................................... 32・51

71

https://svmeas.rion.co.jp/

当社は、認定基準としてISO/IEC 17025を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関（IAJapan）
は、
アジア太平洋認定協力機構（APAC）
及び国際試験所認定協力機構（ILAC）の相互承認に署名しています。当社の品質保証室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS0197は品質保証室の認定番号です。

https://svmeas.rion.co.jp/＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。＊本カタログ掲載の各製品の表示価格には消費税は含まれておりません。

技術相談受付

0120 -26 -1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00 〜12：00 / 13：00 〜17：00

本社・営業部〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887
FAX.042-359-7458

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町 5 番 18 号
TEL.092-281-5366
FAX.092-291-2847

この印刷物は環境に配慮したUVインキとFSC認証紙を使用しています。

0806-322303.P.D

上海理音科技有限公司

郵編200233 中国上海市徐匯区宜山路900号 科技産業化大楼 C区501室
TEL.021-5423-5082
FAX.021-5423-5266

修理・再校正のお問い合わせ窓口〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
TEL.042-359-7898
FAX.042-359-7458