理研・和光地区での	  メールイン測定の実際	
第４回SPRUC	  	  2015.6.27@徳島	  理研・宮武 秀行	  結晶の和光⇔SPring-­‐8搬送	•メールインシステムによりSPring-8でデータ収集	
SPring-8
SPring-8

和光周辺	
和光	

人が何度も行くのは、	  時間・コスト共負担大	

SPring-8遠隔測定支援システム(メールインシステム）
結晶情報  Webデータベース D-Chaを仲立ちとする遠隔実験⇒ 遠隔地から実験スケジュール編集、結果の閲覧、データダウンロード可能

宅配便で試料を送付

Beamline

Users'  Lab.

オペレータの介助で測定の実施
Webインターフェース
データベース・試料情報・測定条件・測定結果など

D-Chaサーバー

SPring-8  Structural  Biology  Beamlines

条件指定／結果確認メールイン測定の機材
SPACEピン

手動ハンドリングツール

電動ドライバー

サンプルトレイ
マグネットベース用
アダプタ

トレイ固定ガイドと液体窒素デュワー
ドライシッパー・送付容器

サンプルトレイ 52本収納可	ドライシッパー・送付容器	

ドライシッパー発送スケジュール	• クロネコヤマト 	  • 100回以上の送付で、1〜2回しか遅延なし	  • 1680円（和光→SP8)	  	  	  	  V.S.	  〜2万円 （人が行く場合）	
17:00	  ビームタイム前前日

17:00	  ビームタイム前日
10:00	  ビームタイム当日	

可能ならこの日までに発送した方が良い	

発送最終締め切り 午前中着指定	

理研構造ゲノムビームラインの自動化（SPring-8 BL26B1&B2）構造ゲノム研究にむけた迅速回折データ収集
ビームラインの自動化:•  SPring-8の偏向電磁石ビームライン標準光学系  •  自動サンプルチェンジャー  SPACE  (SPring-8  Precise  Automatic  Cryo-sample  Exchanger)                          他、実験ステーション機器の自動化•  ビームライン制御ソフトウェア

BL26B1  end  station
N2-cryo	

BSS  (Beamline  Scheduling  Software)の開発

BL26B2  end  stationHe-cryo	κ-gonio	IP detector	

CCD detector	
SPACE	

SPring-8  Structural  Biology  Beamlines

CCD detector	

SPACE システムによる結晶の着脱	なぜSPACE	  pinが必要か？	  
位置再現性が必要	  X-­‐線	  Robot	  arm	  D-­‐chaによるGUI画面	

管理している関連機器類	
実験室系X線回折装置 結晶構造解析用コンピュータ	  	  ＠生物棟C352	
＠生物棟N105B	

ビームライン２モード運転
10:00	  試料のスクリーニング

１． 結晶評価

BLオペレーターによる運転
５分/  試料≒100個  /  8時間

17:00

全ての結晶をスクリーニング
センタリング座標をD-Chaに記録
良質な結晶を選び出す  測定スケジュールの作成  回折データ収集
連続自動データ収集
3データセット / 時間	
≒45データセット / night	

10:00

SPring-8  Structural  Biology  Beamlines

２． 自動データ収集
スケジュールに従い、無人連続データ収集
センタリング自動復元

測定データダウンロード	
• takeoutコマンドでダウンロード	  – ダウンロードに、数時間〜半日ほど必要	  – TeamViewer等を使用し、遠隔処理は可能か？	

• その他、メールイン測定の個別事案	

SPACEピンの作成方法	
＋	ボンド	  ウルトラ多用途	セメダイン	  ２液混合	

測定の注意点	
• 霜に注意	  • エアコンの利用	  • ドライシッパー中の液体窒素量	

予備測定	

本備測定	

トレイが漬かりきる程度、液体窒素を入れる	

エアコンの使用	
密閉蓋	

SPACEアームに取り付けたXAFS用検出器	
Si-­‐PIN	  PD検出器	

XAFSによる、元素分析	  Beam	  line	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SPring-­‐8	  BL26B2	  Count	  Tme	  (sec.)	  	  	  	  	  3	  Wait	  Tme	  (msec.)	  	  	  30	  Start	  (Å)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.2760000	  End	  (Å)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.2900000	  Znの存在が確認された	
Step	  (Å)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.000100	  タンパク質溶液	

Sample	  loop	  	  (φ=0.3	  mm)	  微小結晶の測定は？	

１０〜２０µm	長波長(λ=1.7Å)での測定例	

メールイン測定のデメリット
照射位置設定は第3者
リアルタイム性に欠く
柔軟性に欠くEtc.

微小結晶センタリング
最適な照射位置の探索
実験スケジュールの変更
Etc.

SPring-8  Structural  Biology  Beamlines

リモート実験用ＧＵＩ	
プラットフォーム： WindowsXP、Vista、７ （Webサイトでインストーラを配布）
PCスペック： CPU Pentium4以降、メモリ １GB以上、モニタ解像度1300x1000以上
ネットワーク環境： インターネット下り10Mbps以上

XAFS測定、解析
試料マウント、センタリング

実験ログ表示
回折像表示

SPring-8  Structural  Biology  Beamlines

データダウンロード

ＳＰＡＣＥ高度化１
Hampton型サンプルピンのサポート(特開2009-115652)	

ハンプトン型サンプルピン	

SPring-8  Structural  Biology  Beamlines

V1	  uni-­‐puck	  ACTORTM magazine	  ビームタイム申請方法	
１）理研枠での利用（理研に身分を持つ人） 	
h[p://beamline.harima.riken.jp/	  	  ２）共用枠での利用（誰でもOK） 	
h[p://www.spring8.or.jp/ja/users/procedures/	  	  ３）創薬等支援技術基盤プラットホームでの利用（誰でもOK） 	
h[p://pford.jp/	  	  まとめ&展望	• SP8メールイン測定システムは、特に、多数の結晶サーチ（良結晶、重原子、など）に最適	  • SP8遠隔測定システムは、通常の放射光測定を	  in	  houseで実現	  • 遠隔データ処理は可能か（XDSなど利用）？	  
• 結晶の保存＆BL41XU、BL32XUでの再測定は可能か？	  謝辞	  (敬称略）	
• 理研・リガク（株）	  – 仲村勇樹	  • 理研・生命系放射光システム開発ユニット	  – 上野 剛	  – 引間 孝明	  – 河野 能顕	  • 理研・利用システム開発研究部門	  – 山本 雅貴	  • JASRI	  – 熊坂崇、ビームライン担当者の皆様