TRM-00J 無紙記錄儀
中文操作手冊

【目錄】
Section 1 概述
1.1 特點 ………………………………………………………………………………………… P1
1.2 檢查產品 …………………………………………………………………………………… P1
1.3 零件名稱 …………………………………………………………………………………… P1
1.4 通訊畫面瀏覽 ……………………………………………………………………………… P2

Section 2 安裝
2.1 安裝注意事項 ……………………………………………………………………………… P4
2.2 如何連接/斷開 …………………………………………………………………………… P5
2.3 視圖和面板開孔尺寸 ……………………………………………………………………… P6

Section 3 接線
3.1 接線注意事項 ……………………………………………………………………………… P7
3.2 端子接線圖 ………………………………………………………………………………… P8
3.3 接線到每個終端 …………………………………………………………………………… P8

Section 4 畫面說明
4.1 通訊顯示部分 ……………………………………………………………………………… P11
4.2 即時曲線 …………………………………………………………………………………… P13
4.3 歷史曲線 …………………………………………………………………………………… P19

Section 5 設定列表
5.1 參數設定 …………………………………………………………………………………… P23
5.2 系統設定 …………………………………………………………………………………… P31

Section 1概述

1.1 特點


本產品是一種無紙記錄儀，顯示在 LCD 上的測量數據的即時基礎，並將它們保存到外部儲存器（USB 或 SD 卡）。

液晶觸摸屏可以讓您容易操作記錄。

本產品允許您設定熱電偶，電阻溫度檢測器，直流電壓（電流），及其他資料可自由高達 6 通道。

它還可重新顯示已保存在外部儲存器中的數據。

1.2 檢查產品
請在使用前檢查以下項目：★外觀檢查的情況下，前表面，及端子板不受損壞。
★檢查附件是否齊全。。
固定架（大和小共 2 組），CD-ROM，橡膠襯墊（附接到主選單）。
1.3 零件名稱

①②③④⑤⑥No.
①名稱
顯示區域

如何使用液晶顯示器（LCD），觸控式面板，顯示測量數據和參數。
觸控設定數據。

②③④⑤⑥REC 鍵
MENU 鍵FUNC 鍵
USB PortSD 卡插槽

啟動和停止記錄。
功能為顯示參數設定畫面
設定並執行操作
外部儲存器 USB 插槽
外部儲存器 SD 卡插槽-1-

1.4 通訊畫面瀏覽

Power On

初始畫面
即時曲線

4 Sec. after

歷史曲線
Mode 鍵

水平曲線

水平曲線

Graph 鍵Graph 鍵Mode 鍵

垂直曲線

垂直曲線

Graph 鍵Graph 鍵歷史事件

柱狀圖Graph 鍵數字顯示OK 鍵
File 鍵

CancelGraph 鍵檔案選擇歷史事件

Graph 鍵返回鍵Menu 鍵Menu 鍵

主選單

-2-鍵

主選單

返回鍵
MENU 鍵返回鍵參數鍵MENU 鍵系統鍵系統設定

參數設定儲存媒介

輸入設定

顯示設定

設備/其他記錄設定其他-3-

Section 2安裝2.1. 安裝注意事項
Warning

為了避免觸電和損壞設備，拆卸/安裝產品時請關閉電源。

★環境溫度（使用範圍內的產品如下所示。）①溫度範圍：0-50℃②濕度範圍：20％-90％PH（無結露）③安裝角度：參考面±10 度★避免在以下位置安裝產品：①溫度劇烈變化和導致縮合處②產生腐蝕性和易燃氣體處
③地方暴露在水，油，水蒸汽和化學品處
④有產生直接振動和衝擊處
⑤有許多灰塵，鹽，金屬碎屑等處
⑥陽光直射處
⑦讓電路產生負面影響，如靜電，噪聲，和磁處⑧直接從空氣調節單元暴露在空氣中之處★安裝注意事項①固定足夠的通風空間，以保持低於 50℃的環境溫度。如果環境溫度超過 50℃，需使用冷卻設備或較冷的區域。該產
品不能直接暴露在冷卻空氣中。
②避免在一個產生高熱裝置的頂部安裝產品（諸如加熱器或 atransformer）。
③遠離高壓器件和電源線。
④不要阻塞產品的通風孔。如果產品要並排安裝，需留下一些空間。

-4-2.2. 如何連接/斷開★安裝到面板①箱體表面開孔。
②從正面插入產品。
③改變附件的大小根據面板表面的厚度使用。
④轉動連接順時針鎖定產品。
*配線工作必須在產品的附接之後進行。
*配線後打開電源。

★從面板分離①關閉電源②分離電纜③逆時針轉動拆下附件的產品。
④從面板拆下的產物。
*關閉電源卸下產品之前。

-5-

2.3. 視圖和面板開孔尺寸
單位: mm

單位: mm-6-

Section 3接線

3.1. 接線注意事項
Warning
為了避免觸電和損壞設備，拆卸/安裝產品時請關閉電源。.

★熱電偶輸入，使用指定的線或延長導線。
★對於電阻溫度檢測器輸入，使用導線用更少的線電阻和 3 之間的電阻零差價導線（3 線式的）。
★當輸入信號線的佈線，必須遠離電源線，電源線，和負載線放置，因為它容易受感應噪聲。
★當接線電源向測量設備，確保設備將不會受到來自電源的噪聲。
一旦產品被暴露於噪音，最好是使用噪聲濾波器。如果噪聲過濾器使用，請注意以下事項：◎安裝溫度控制器盡可能靠近噪聲濾波器。
使噪聲濾波器和產品的電源端子盡可能短的輸出導線（二次側）的佈線。
◎分離從輸出線（二次側）的噪聲濾波器的輸入導線（一次側）。
捆綁的輸入和輸出導線一起或把它們連接彼此接近在同一管道或管將導入的高頻噪聲，因此，預期的噪聲降低效果不能達到。
◎使噪聲濾波器盡可能短的地線的佈線。
如果接地線過長，電感將平均插入，結果，高頻特性變得更糟。
◎如果噪聲濾波器的安裝板是用於接地，以減少與所述裝置的情況下的接觸電阻除去塗料塗裝後附加該噪聲濾波器。
★關於電源線，使用雙絞線電線用較小的電壓降。
★產物開始其操作約 4 秒後接通電源。要作為互鎖電路的信號使用，請使用延遲繼電器。
★電源開關和保險絲不包括在內。如果有必要，請安裝它們的產品附近。
◎推薦額定電流：1A 額定 250V 的電壓，額定電流★使用壓接接觸器相匹配的螺釘的尺寸。
◎壓接端子尺寸：8 毫米或更短接觸寬度◎建議扭矩：0.5Nm(5kgfm)◎適用接線材料：使用的電線與終端相匹配的大小。
屏蔽線被推薦。
對於的 Pt100（電阻溫度檢測器），使用同一種具有低導通電阻絲之間，三線電阻零差價的佈線材料。

-7-

3.2. 端子接線圖

Power

ALM

RS-485

DI/DO

Analog Input 4-6

Analog Input 1-3

3.3. 接線到每個終端
3.3.1. 電源端子
Terminal No.

3132AC33GND-8-

3.3.2. 類比輸出端Terminal
CHInput

No.

Terminal
CHInputNo.

21224-/B+/A
11121-/B+/A

23

24V+/b+/A

1314V+/b+/A

所有通道：每個輸入型接線的方法

RTD

A

B+-b

TC・mV-V+※如果mA輸入，使用在其中V輸入所在區域並接250Ω電阻器。
3.3.3. ALM 端子
端子 No.

35DO

36DO_COM38+39-

3.3.4. RS-485 端子端子 No.

3.3.5. USB 連接端
連接類型: USB Micro B 端子-9-255-/B
152-/B

2627V+/b+/A

1617V+/b+/A286-/B
183-/B

29V+/b19V+/b3.3.6. DI/DO 端子
DI: 無電壓接點輸入 (9 points), common
DO: 開路集極輸出 (12 points), commonPin No.
123456789101112131415161718192039

1402

信號
DI1DI2DI3DI4DI5DI6DI7DI8DI9NC
NC
NC
DI_COM
DI_COM
DI_COM
DI_COM
DI_COM
DI_COM
DI_COM
DI_COM

Pin No.
2122232425262728293031323334353637383940信號
DO1DO2DO3DO4DO5DO6DO7DO8DO9DO10DO11DO12
DO_COM
DO_COM
DO_COM
DO_COM
DO_COM
DO_COM
DO_COM
DO_COM- 10 -Section 4畫面說明

4.1. 通訊顯示部分①③⑤②④⑥①SD 卡狀態顯示 SD 卡的狀態是由文字的顏色來表示。
藍：不插
黃綠色：插入（以超過 30％的剩餘容量）
黃：插入（具有 10％以上，但小於 30％的剩餘容量）
紅色：插入（具有小於 10％的剩餘容量）②USB 儲存狀態
USB 儲存的狀態是由文字的顏色來表示。
藍：不插
淺藍：插入（具有 30％以上的剩餘容量）
黃：插入（具有 10％以上，但小於 30％的剩餘容量）
紅色：插入（具有小於 10％的剩餘容量）③剩餘儲存容量顯示 USB 儲存/ SD 卡/內部儲存器的剩餘容量。文字顏色指示儲存介質的類型。
白：內部儲存器
淺藍：USB 儲存器黃綠色：SD 卡
黃：剩餘容量大於 10％但小於 30％
紅色：剩餘電量小於 10％- 11 -

④記錄狀態記錄顯示透過文字顏色的狀態。
藍色：記錄停止
紅色：記錄中⑤時鐘
顯示當前的日期和時間。
⑥經過時間/時間當正在顯示即時曲線是，它顯示按照經過的時間設定的經過時間。
當顯示的歷史曲線，它顯示的日期和時間。

- 12 -

4.2. 即時曲線
顯示正在記錄的最新數據。詳見每個部分的描述。
4.2.1. 即時曲線圖

①

②

③

④

①群組切換鍵切換顯示的畫面。
文字顯示的是，當前顯示的群組名稱。
②Mode 鍵
切換即時曲線/歷史曲線。
文字顯示：REAL：即時曲線顯示 HIST：歷史曲線顯示③Graph 鍵開關的曲線和其他顯示的顯示方向。
顯示順序：“水平化”⇒“垂直化”⇒“柱狀圖”⇒“數字”⇒“事件歷史記錄”⇒“橫向之勢”，等等。
每種顯示方式可以透過設定來隱藏。
④顯示切換鍵打開曲線顯示在對應顯示和測量值顯示 ON / OFF。
顯示順序：“對應：ON，測量值：ON”⇒“對應：OFF，測量值：ON”⇒“對應：ON，測量值：OFF”⇒“對應：OFF，測量值：OFF”⇒“對應：ON，測量值：ON”等等。

- 13 -

4.2.2. 即時曲線分析
水平顯示畫面垂直顯示畫面③②②⑤⑤⑥⑥⑦③①⑦④① 曲線
每一條曲線，每一通道設定顏色的線。
② 對應顯示每一通道的對應。這是每通道設定彩色須被用作對應的背景顏色。 （中 ScaleU / L RNG）測量範圍應根據對應範
圍的上限/下限的設定決定。
它也可以同時顯示三個尺度。分配比例數，透過對應編號設定每一通道。對應的範圍，也可以透過特別的操作暫時改變。
③測量值
顯示以數字格式每一通道的測量值。但是，如果傳感器或本產品的故障，下面的文字將顯示：-H-：此時檢測到的輸入值大於測量範圍高將被顯示。
-L-：此時檢測到的輸入值大於測量範圍下將被顯示。
B. OUT：當傳感器中的 TC 輸入（※1）或 mV 輸入（※2）被斷開。這將被顯示。
注：上述若斷偶設定為 OFF 或其他輸入類型被用來將不被顯示。
故障：這將在產品的輸入電路工作不正常顯示。
此外，如果有一個經過通道錯誤，文字顏色變為紅色。
※1：K，J，T，E，R，S，B，N，U，L，WRe5-26，PR40-20，PL2※2：-10-10（MV），0-20（MV），0-50（MV）- 14 -

④通道位置鍵按通道位置鍵允許用戶切換通道經受的對應進行顯示。在這樣做時，曲線線將變得更粗，單位將顯示大約 3 秒。
通道位置或標記將取決於標籤顯示的設定進行顯示。
當按下鍵 2 秒的通道設定彈出式螢幕將顯示。詳見 4.4.6 通道設定了解詳細訊息。
⑤輔助線
可以設定的每一通道的輔助線的數目。設定標尺輔助線（分區），如果有必要的。如果設定為 0，輔助線會自動按照比
例尺繪製。
⑥刻度線
顯示與記錄在固定時間間隔的時間標誌。固定的時間間隔取決於的設定記錄週期。
⑦事件和警報顯示
黃綠色“△”符號將在其中事件（※1）在記錄過程中發生的部分被顯示。而警報（※2）打開一條紅線將被顯示。

- 15 -

4.2.3. 柱狀圖顯示①②③①柱狀圖
顯示每一通道的測量值的柱狀圖。
顏色圖表的和對應是基於由該設定顯示顏色和量程範圍上限/下限（Rng of ScaleU/L）。
對應的範圍，也可以透過特別的操作暫時改變（詳見 4.4.6Channel Settings）。

②測量值
顯示以數字格式每一通道的測量值。
但是，如果傳感器或本產品的故障，下面的文字將顯示：-H-：此時檢測到的輸入值大於測量範圍高將被顯示。
-L-：此時檢測到的輸入值大於測量範圍下將被顯示。
B. OUT：當傳感器中的 TC 輸入（※1）或 mV 輸入（※2）被斷開。這將被顯示。
注：上述若斷偶設定為 OFF 或其他輸入類型被用來將不被顯示。
Fault：這將在產品的輸入電路工作不正常顯示。
此外，如果有一個經過通道錯誤，文字顏色變為紅色。
※1：K，J，T，E，R，S，B，N，U，L，WRe5-26，PR40-20，PL2※2：-10-10（MV），0-20（MV），0-50（MV）③ 通道位置鍵如果通道的數字鍵被按下時，單元將顯示大約 3 秒。通道位置或標記將取決於標籤顯示的設定進行顯示。
當按下鍵 2 秒的通道設定的彈出式螢幕將顯示。

- 16 -

4.2.4. 數位顯示①②③①測量值每一通道量測到的讀值都可以顯示在畫面上。
但是，如果傳感器或本產品故障，下面的文字將顯示：-H-：此時檢測到的輸入值大於測量範圍高將被顯示。
-L-：此時檢測到的輸入值大於測量範圍下將被顯示。
B. OUT：當傳感器中的 TC 輸入（※1）或 mV 輸入（※2）被斷開。這將被顯示。
注：上述若斷偶設定為 OFF 或其他輸入類型將不被顯示。
Fault：這將在產品的輸入電路工作不正常顯示。
※1：K，J，T，E，R，S，B，N，U，L，WRe5-26，PR40-20，PL2※2：-10-10（MV），0-20（MV），0-50（MV）②通道位置鍵如果通道的數字鍵被按下時，單元將顯示大約 3 秒。通道位置或標記將取決於標籤顯示的設定進行顯示。
當按下鍵 2 秒的通道設定的彈出式螢幕將顯示。詳見 4.4.6 Channel Setting 訊息。
③警報顯示
如果發生警報時該數字會呈現紅色警示。

- 17 -

4.2.5. 歷史事件

Scroll Bar

顯示事件的歷史記錄。超過 50 個事件歷史記錄應保持。
該螢幕的顯示期間被觸發的事件將透過按下鍵更新顯示。使用捲軸或▲/▼鍵滾動螢幕上，看到的是顯示區域之外的事件。
如果清除鍵被按下時，將彈出視窗再次確認是否要刪除。按”OK”鍵則刪除。要取消刪除，請按”Cancle”鍵。

- 18 -

4.3. 歷史曲線
顯示過去的數據
4.3.1. 歷史曲線①②③④①File 鍵
按下 FILE 鍵時，會出現一個文件選擇畫面。從文件選擇窗口中，選擇在歷史曲線要顯示的文件。
詳見 4.3.4File Selection 詳細說明。
②Mode 鍵開關即時曲線/歷史曲線。文字顯示：REAL：即時曲線顯示
HIST：歷史曲線顯示③Graph 鍵開關的曲線和其他顯示的顯示方向。
顯示順序：“水平顯示”⇒“垂直顯示”⇒“事件歷史記錄”⇒“橫向之勢”，等等。
每種顯示方式可以透過設定來隱藏，詳見 6.1.1.3Display。
④顯示切換鍵打開曲線顯示在對應顯示和測量值顯示 ON / OFF。
顯示順序：“對應：ON，測量值：ON”⇒“對應：OFF，測量值：ON”⇒“對應：ON，測量值：OFF”⇒“對應：OFF，測量值：OFF”⇒“對應：ON，測量值：開”，等等。

- 19 -

4.3.2. 曲線顯示③③④⑥⑥②⑦⑦②⑧④①⑧⑤①曲線
繪製在記錄過程中每一通道設定顏色的線。

②刻度線
測量值是由刻度線指示的時間顯示出來。點擊其中曲線線繪製將使刻度線移動到觸摸區的面積。

③對應顯示每一通道的對應。這是在記錄過程中，每通道設定彩色須被用作對應的背景色。
測量範圍應基於對量程範圍（Rng of ScaleU/L）上限/下限的設定來決定。
它也可以同時顯示三個尺度。分配比例數透過比例編號設定每一通道。
對應的範圍，也可以透過特別的操作暫時改變。

④測量值顯示，數字格式，由刻度線指示每一通道的測量值的時間。

⑤通道位置鍵按通道位置鍵允許用戶切換通道經受的對應進行顯示。在這樣做時，曲線線將變得更粗，單位將顯示大約 3秒。
通道位置或標記將取決於標籤顯示的設定進行顯示。標籤內容應為記錄時設定的不同。

當按下鍵 2 秒，將彈出式螢幕顯示通道設定。

- 20 -

⑥輔助線
可以設定的每一通道的輔助線的數目。有必要可設定標尺輔助線（分區）。

⑦時間戳記和線路
顯示與記錄過程中所需的時間間隔的時間標誌。所需的時間間隔取決於的設定在錄像過程中設定的記錄週期。
⑧事件和警報顯示
黃綠色“△”符號將在其中事件（※1）在記錄過程中發生的部分被顯示。紅色線將在那裡的警報（※2）已經打開的部分進行顯示。

此外，如果其中曲線線繪製的區域被點擊，↑/↓鍵，▲/▼鍵和捲軸將在螢幕的下面部分上顯示（由紅色方框表示）：
刻度線可以透過↑/↓鍵移動。
更改時間表，顯示在螢幕的上方，按▲/▼鍵。

4.3.3. 歷史事件

Scroll Bar

顯示事件將在所選文件的時間內被觸發。每頁顯示 50 個事件。
內頁的導航應由▲/▼鍵和滾動條來實現。使用上一頁和下一頁來換頁。

- 21 -

4.3.4. 文件選擇選擇要被顯示的文件和歷史曲線.
選擇將數據存在何種設備（內置儲存器/ SD 卡/ USB 儲存器）
當選擇儲存設備，而那些也包含在所選文件夾中的文件將在螢幕右側的顯示文件夾將顯示在螢幕的左側。
當所需的文件夾和文件被選擇並且確定鍵被按壓時，選擇的文件的信息將顯示在原來畫面上。
按取消鍵，將顯示原來的畫面，而無需打開新的文件。
每頁顯示 100 個文件夾和文件。內頁的導航必須使用▲/▼鍵和滾動條來實現。使用上一頁和下一頁來換頁

- 22 -Section 5

設定列表列出名稱，設定範圍，以及每個設置的初始值。
以“每......”的描述在備註欄，這些設定是指設定應當在每個主題的基礎上進行。

Key上面的例子是，設定每個通道構成的情況下

5.1 參數設定
5.1.1 輸入設定
5.1.1.1 輸入
名稱Input Type 輸入信號

Burnout 繼線
RCJ

RCJ Channel

設定範圍
KK Thermocouple
J
J Thermocouple
T
T Thermocouple
E
E Thermocouple
R
R Thermocouple
S
S Thermocouple
B
B Thermocouple
N
N Thermocouple
U
U Thermocouple
L
L Thermocouple
WRe5-26
PR40-20
PL2
Pt100
JPt100-10-10(mV)
0-20(mV)
0-50(mV)-1-1(V)-10-10(V)
0-10(V)
4-20(mA)
OFFON
Internal 內建
Specified Channel 指定通道
OFF
CH01
CH02
CH03
CH04
CH05
CH06

初始值

備註K每一通道

OFFInternal

CH01- 23 -5.1.1.2 線性對應名稱Meas. upr lim(測量範圍上限)

設定範圍
OFFON
輸入電壓/電流Meas. lwr lim - 327.67(mV, V, mA)

Meas. lwr lim(測量範圍下限)

輸入電壓/電流-327.68(mV, V, mA) - Meas. upr lim

Scale upr lim(對應範圍上限)

輸入電壓/電流Scale lwr lim - 32767(digit)

1000.0Scale lwr lim(對應範圍下限)

輸入電壓/電流-32768(digit) - Scale upr lim0.0

Square root(開平方)

小數點

單位

00.00.00
0.0000.0000
℃
ﾟFKmV
VmA
AmW
W%%RH
ppc
ppm
ppb

1/digit0.1/digit
0.01/digit
0.001/digit
0.0001/digit

初始值
OFF
10.00

-10.00

0.0
每一通道%

-24-

備註

5.1.1.3 顯示
名稱

設定範圍

Tag 顯示通道名稱

Any character 任一通道

描述

Any character 任一通道
Red 紅Green 綠Blue 藍
Purple 紫Yellow 黃
Aqua 水藍Dark Red 暗紅
Lime 萊姆
Dark Blue 深藍
Bright Purple 亮紫Bule Green 藍綠
Olive 橄欖Gray 灰Khaki 黃褐色Brown 棕Orange 橙顯示顏色

初始值
CH01:TAG01CH02:TAG02
CH03:TAG03
CH04:TAG04
CH05:TAG05
CH06:TAG06

備註

CH01:Purple CH02:Red
CH03:Green CH04:Blue
CH05:Olive CH06:Gray每一通道5.1.1.4 對應名稱
Rng of ScaleU(對應範圍上限)
Rng of ScaleL(對應範圍下限)
Scale No.對應號碼Partitions 分隔線

設定範圍
輸入電壓/電流Rng of ScaleL - 32767(digit)
輸入電壓/電流-32768 - Rng of ScaleU (digit)

初始值

備註

1000.00.0
每一通道

No.1
No.2
No.3
0-20

No.1
4-25-5.1.1.5 警報名稱
Alarm Type 警報動作

Alm Tgt Conn

Alarm Value 警報點

Hysteresis 靈敏誤差Alm Dly (sec) 警報延遲

設定範圍
OFF
Alm Up Lim
Alm Lw Lim
Abnl Alarm
OFFALM
DO01-DO12
輸入熱電偶/電阻溫度Detector-3276.8-3276.7 (℃)
輸入電壓/電流-32768-32767(digit)
輸入熱電偶/電阻溫度Detector
0.0-3276.7(℃)
輸入電壓/電流0-32767 (digits)
0.0-360.0

初始值

備註

OFFOFF

0.0

每一通道，
每一警報

0.5

0.0

5.1.1.6 REC/CALC
名稱Inp Fltr (sec) 輸入濾波
Record Type 記錄模式

Offset 輸入值補償

Gain 百分比
5.1.2 顯示設定
5.1.2.1 群組名稱名稱Group Name 群組名稱Group Display 圖形顯示
Label Display 標籤顯示

設定範圍0.0-99.9
OFF
瞬間值
平均值
最大/最小值
輸入熱電偶/電阻溫度Detector-3276.8-3276.7(℃)
輸入電壓/電流-32768-32767 (digit)
0.500-2.000 (times)

初始值
0.0

設定範圍初始值Group1:DISP_GRP_1
Group2:DISP_GRP_2
Group3:DISP_GRP_3
Group4:DISP_GRP_4
Group5:DISP_GRP_5
Group6:DISP_GRP_6
Group7:DISP_GRP_7
Group8:DISP_GRP_8

備註Max./Min.
每一通道
0.0

1.000

Any character 任一通道

OFFGroup1 固 定 開 啟 ， 無 法 關 閉
ONChannel No.
Tag-26-

Group1：ON
Group2-8：OFF
Channel No.

備註

每一通道

5.1.2.2 群組通道
名稱CH01CH02
CH03Group01
CH04
CH05
CH06
CH01
CH02
CH03
Group02
CH04
CH05
CH06
CH01
CH02
CH03
Group03
CH04
CH05
CH06
CH01
CH02
CH03
Group04
CH04
CH05
CH06

設定範圍
Non-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelect初始值
SelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelect

-27-

備註

名稱
CH01
CH02
CH03
Group05
CH04
CH05
CH06
CH01
CH02
CH03
Group06
CH04
CH05
CH06

設定範圍
Non-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelect初始值

備註

SelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelectSelect5.1.2.3 圖形顯示名稱垂直曲線顯示水平曲線顯示柱狀圖顯示
數位顯示
5.1.2.4 自動切換
名稱
自動顯示

變化週期

設定範圍
OFFON
OFFON
OFFON
OFFON

初始值

備註

ON
ON
每一通道
ON
ON

設定範圍
OFFON
5 sec
10 sec15 sec30 sec60 sec

初始值
OFF

5 sec

-28-

備註

5.1.3 記錄設定5.1.3.1 記錄操作名稱Record Cycle 記錄週期File rec. cy 檔案記錄週期

File overwrite 檔案覆蓋

設定範圍
0.1 sec
1 sec
2 sec
3 sec
5 sec
10 sec15 sec20 sec30 sec
1 min
2 min
3 min
5 min
10 min15 min20 min30 min60 min10Minute
依記錄週期可選擇不同的設定。
1 Hour1 Day
1 Week1 Month
1 YearDisable 取消
Enable 允許

初始值

設定範圍
OFF
Week Day
Every Day
00:00:00-23:59:59
00:00:00-23:59:59
Non-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelectNon-selectSelect初始值

5.1.3.2 排程表
名稱Schedule 排程表
Start Time 排程開始時間
End Time 排程結束時間
Sun (日)Mon(一)
Tue(二)Day of the week
specified選擇日期

Wed(三)Thu(四)
Fri(五)
Sat(六)

-29-

備註

1 sec

1 HourDisable 取消

OFF
00：00：00
00：00：00

Non-select

備註5.1.4 其他
5.1.4.1 訊息
名稱Message 訊息資料

Timing 訊息顯示

Channel No. 通道位置

Alarm No. 警報位置

DI No. 數位輸入位置

5.1.4.2 DI (數位輸入)名稱Function 功能設定範圍
Any character 任何文字訊息
OFFFunc Key 功能鍵
Alarm On
Alarm OffDI ONDI OFFCH01
CH02
CH03
CH04
CH05
CH06
Alarm 01
Alarm 02
Alarm 03
Alarm 04
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DI06
DI07
DI08
DI09

設定範圍OFF
Rec. ON/OFFLCD ON/OFF-30-

初始值

備註

OFFCH01

Per Message
每個訊息Alarm 01

DI01

初始值

備註

OFFPer DI

5.1.4.3 Progress time(進行時間)
名稱Progress time 進行時間
Condition 情況

Channel No. 通道位置

Alarm No. 警報位置

Function 功能

設定範圍
OFF
ON
RecordAlm ocrd
DI
CH01
CH02
CH03
CH04
CH05
CH06
All
Alarm 01
Alarm 02
Alarm 03
Alarm 04
AllDI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DI06
DI07
DI08
DI09

初始值

備註

OFF
RecordCH01

Alarm 01

DI01

5.2 系統設定
5.2.1 LCD 背光
名稱
Slp t (min)
休眠時間
Actv. brt.
LCD 亮度Slp brt.
休眠亮度
Alm rcvy LCD 警報復歸

5.2.2 Key function
名稱
FUNC Key 功能鍵
Key Lock 按鍵鎖定Menu Lock 選單鎖定Hard Key Lock 硬體鍵鎖定

設定範圍
0-60
2-50-4OFFON

初始值
550設定範圍OFF
Switching of Screen 螢幕切換
Message
OFFON
Free
Parameter 參數SystemAll
Free
REC
FUNC
REC+FUNC

初始值

備註

ON- 31 -OFFOFF

FreeFree

備註5.2.3 通訊設定
名稱Protocol 協定
Format 格式
Comm. Address 通訊位址

Comm. Speed 通訊速度

Data Length 資料長度
Stop bit 停止位元Parity check 奇偶校驗BCC check BCC 偵錯
Resp delay 響應延遲
5.2.4 時間名稱Year 年Month 月Day 日
Hour 小時
Minute 分鐘Second 秒鐘
5.2.5 語言名稱Language 語言

設定範圍
TOHOModbus
Type 1/RTU
Type 2/ASCII
1-99
2400bps
4800bps
9600bps
19200bps
38400bps
7bit
8bit
1bit
2bit
OFFEVEN
ODD
OFFON
0-250(mS)

初始值

備註

TOHO
Type 1/RTU
19600bps

8bit
2bit
OFFON0設定範圍(Year) 2000–2099
1-12
1-31
0-23
0-59
0-59

初始值

備註

設定範圍
English 英文Japanese 日文

初始值

備註

Japanese 日文-32-