Product Information

PIＸ線管
Ｄ－０８１３
Ｄ－０８１３Ｓ
Ｄ－０８１３ＳＢ
診 断 用
Ｘ線管 D-0813，D-0813S，D-0813SB は、0.8 の焦点をもった小形固定陽極Ｘ線管で、80kV まで使用できます。
このＸ線管は、小形で小さな焦点をもっているため診断用Ｘ線管装置に適します。
D-0813S は、管容器に取り付けを容易にするため、D-0813に絶縁円筒をかぶせたものです。
また、D-0813SB は、D-0813S に鉛円筒をかぶせたものです。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 ......................................................................... 80 kV
公称焦点値 ............................................................................... 0.8
入力（1.0s） .......................................................................... 1350 W（最大入力図参照）
撮影周期 ............................................................................ 1:30 以上（曝射時間:休止時間）
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .......................................................................... 外形図参照
最大部直径 ...................................................................... 外形図参照
ターゲット：
角 度 ............................................................................... 16 °材 質 ........................................................................ タングステン
固有ろ過 .......................................................... アルミニウム当量最小 1.0 mm
Ｘ線照射範囲 .......................................................... SID 200 mm にてφ107 mm★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

D-0813 / D-0813S / D-0813SB

質 量：
D-0813 ............................................................................. 約 100 g
D-0813S ............................................................................ 約 140 g
D-0813SB ........................................................................... 約 260 g
冷却方式 .......................................................... 油浸（冷却温度 60 ℃以下）
使用位置 .................................................... 任意（通常陽極は上方または水平）
保持方法：
D-0813 .................................. 陽極頭ネジ又は陽極側及び陰極側のガラスバルブで固定
D-0813S ................................................................... 絶縁円筒にて固定
D-0813SB .................................................................... 鉛円筒にて固定

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ......................................................................... 80 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流 ......................................................................... 33 mA
最大フィラメント電流 ................................................................... 3.0 A
フィラメント電圧（3.0A） ........................................................ 3.0 ～ 3.7 V
使用フィラメント加熱電源回路 ............................... DC または AC (正弦波) 20 kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ............................................................................ 7 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 210 W
最大負荷時間 ............................................................................. 5 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧 力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％（結露ないこと）
気 圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 2 -D-0813 / D-0813S / D-08131SB

最大単発負荷定格
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．８3540kV30

管 電 流 [mA]60kV
2580kV
2015100.10.20.3

0.5 0.7

123510

負荷時間 [s]管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置（代表値）
3540kV
60kV

3043.5管 電 流 [mA]

3202.5Ef152101.55102.02.22.42.6

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 3.0A）- 3 -2.80.53.0

フィラメント電圧 [V]80kV
25D-0813 / D-0813S / D-0813SB

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留(または蓄積)する熱量[kJ]

7210W

170W

6130W
5432冷却

1加熱
0012

冷却(または負荷)時間- 4 -3[min]4D-0813 / D-0813S / D-08131SBＤ－０８１３

外形図
単位：ｍｍ

０±．

６５ ｎ．
． ｉ
１ ４ｍ
φ
深１４．５±０．２
φ１２３７±２（５）Ｍ４ 深１２６６±５１６°

主放射線方向φ３１ｍａｘ．

８ｍａｘ．

１００ｍｉｎ．

焦点Ｆ

主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 5 -Ｆ： フィラメントＫ： 陰極（黄）（黒）D-0813 / D-0813S / D-0813SB

Ｄ－０８１３Ｓ

外形図
単位：ｍｍ±０．

１４．５±０．２

６５ ｎ．

． ｍｉ

１φ ４φ３８深Ｍ４ 深１２

φ１２７０１６°

主放射線方向φ１４７２３５３７±２

絶縁円筒

４ｍａｘ．

９５ｍｉｎ．

焦点Ｆ

主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 6 -

Ｆ： フィラメント
Ｋ： 陰極（黄）（黒）D-0813 / D-0813S / D-08131SB

Ｄ－０８１３ＳＢ

外形図
単位：ｍｍ０±．

１４．５±０．２

６５ ．
． ｉｎ
１ ４ｍφ
深φ４２
φ３８Ｍ４ １２深φ１２

絶縁円筒

３７±２２９φ１４φ１５

主放射線方向２９７２１６°７０３５鉛円筒４ｍａｘ．

９５ｍｉｎ．

焦点Ｆ

主放射線方向
φ１３Ｋ

Ｆ- 7 -

Ｆ： フィラメント （黄）Ｋ： 陰極（黒）営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-D-0813/S/SB 2018-11