medi Australia Pty Ltd
83 Fennell Street
North Parramatta NSW 2151
Australia
T +61-2 9890 8696
F +61-2 9890 8439
sales@mediaustralia.com.au
www.mediaustralia.com.au
medi Austria GmbH
Adamgasse 16/7
6020 Innsbruck
Austria
T +43 512 57 95 15
F +43 512 57 95 15 45
vertrieb@medi-austria.at
www.medi-austria.at
medi Belgium NV
Staatsbaan 77/0099
3945 Ham
Belgium
T: + 32-11 24 25 60
F: +32-11 24 25 64
info@medibelgium.be
www.medibelgium.bemedi Canada Inc / médi Canada Inc
597, Rue Duvernay, Verchères
QC Canada J0L 2R0
T: +1 450-583-3317 / +1 800 361 3153
F: +1 888-583-6827
service@medicanada.ca
www.medicanada.ca
MAXIS a.s.,
medi group company
Slezská 2127/13
120 00 Prague 2
Czech Republic
T: +420 571 633 510
F: +420 571 616 271
info@maxis-medica.com
www.maxis-medica.com

medi Polska Sp. z.o.o.
ul.Łabędzka 22
44-121 Gliwice
Poland
T: +48-32 230 60 21
F: +48-32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Espana SL
C/Canigo 2-6 bajos
Hospitalet de Llobregat
08901 Barcelona
Spain
T +34-932 60 04 00
F +34-932 60 23 14
medi@mediespana.com
www.mediespana.com

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua do Centro Cultural, no. 43
1700-106 Lisbon
Portugal
T +351-21 843 71 60
F +351-21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi France
Z.I. Charles de Gaulle
25, rue Henri Farman
93297 Tremblay en France Cedex
FranceT +33-1 48 61 76 10
F +33-1 49 63 33 05
infos@medi-france.com
www.medi-france.com
medi Hungary Kft.
Bokor u. 21.
1037 Budapest
Hungary
T +36 1 371-0090
F +36 1 371-0091
info@medi.hu
www.medi.hu
medi Japan K.K.
5-1 Nihonbashi Kabutocho Chuoku
103-0026 TokyoJapan
T: +81 3 6778 2590
F: +81 3 5847 7901
info@medi-japan.jp
www.medi-japan.co.jp
medi Nederland BVHeusing 54817 ZB Breda
The Netherlands
T +31-76 57 22 555
F +31-76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

Wichtige Hinweise
Das Medizinprodukt
ist nur zum Gebrauch an einem Patienten bestimmt . Wird es für die Behandlung von mehr als einem Patienten verwendet, erlischt die Produkthaftung des Herstellers. Sollten übermäßige Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl während des Tragens auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Arzt oder ihr versorgendes Fachgeschäft.
Tragen Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden und nur unter vorheriger medizinischer Anleitung.
Important notes
This medical device
is made for single patient use only . If it is used for treating more than one patient, the manufacturer’s
product liability will become invalid. If undue pain or an unpleasant sensation develops while you are wearing the product,
please consult your doctor or orthotist immediately. Do not wear the product over open wounds,and use it only as instructedby your doctor or orthotist
Remarques importantes
Le dispositif médical
est destiné à un usage individuel . S´il est utilisé pour le traitement de plusieurs patients, lefabricant décline toute responsabilité. Si des douleurs extrêmes ou une sensation de gêne devaient se manifester durant
l’utilisation, veuillez consulter immédiatement votre médecin ou votre technicien-orthopédiste. Ne portez pas le produit sur
des plaies ouvertes. Ne portez le produit qu’uniquement après avoir reçu les instructions du médecin.
Advertencia importante
El producto médico
solo está destinado a su uso en un paciente . En el caso de que se utilice para el tratamiento de másde un paciente, desaparece la responsabilidad del fabricante sobre el producto. De producirse dolores excesivos o una
sensación de incomodidad durante el uso del producto, sírvase solicite ayuda de su medico o técnico ortopédico inmediato. No
utilice el producto sobre heridas abiertas. Úselo sólo por prescripción médica.

medi RUS LLCBusiness Center NEO GEO
Butlerova Street 17117342 Moscow
Russia
T +7-495 374 04 56
F +7-495 374 04 56
info@medirus.ru
www.medirus.ru

Indicações importantes
O dispositivo médico
destina-se a ser utilizado apenas num paciente . Se for utilizado para o tratamento de mais de um
paciente, prescreve a responsabilidade do fabricante. Se surgirem dores excessivas ou uma sensação desagradável durante a
utilização, por favor consulte imediatamente o seu médico ou técnico ortopédico. Não use o produto sobre feridas abertas eutilize-o apenas sob recomendação médica.
Avvertenze importanti
Dispositivo medico
ad essere utilizzata da un singolo paziente . L‘utilizzo per il trattamento di più di un paziente faràdecadere la responsabilità da parte del produttore. Nel caso in cui, durante l’uso, sopravvengano dolori o sensazione di disagio,
consultare immediatamente il medico o il negozio specializzato di fiducia che l‘ha fornita. Non applicare il prodotto su ferite
aperte e utilizzare sempre secondo le istruzioni del medico curante.

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
SwedenT +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.sewww.medi.se

Belangrijke aanwijzingen
Het medische productis gemaakt voor gebruik door één patiënt . Indien ze voor de behandeling van meer dan éénpatiënt wordt gebruikt, aanvaardt de producent geen aansprakelijkheid. Mocht u tijdens het dragen veel pijn of een
onaangenaam gevoel hebben, vraag onmiddellijk uw arts of ortopedisch instrumentenmaker om raad. Draag het product niet
op open wonden en slechts na medische instructie vooraf.

medi Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room 1703, T1, CES WEST BUND CENTER,
No. 277, Long Lan Road
Xuhui District
200232 Shanghai
People‘s Republic of China
T: +86-21 50582319
F: +86-21 50582319
Medi Turk Ortopedi Medikal Ic ve Dis Tic. AS
Mustafa Kemal Mah. 2156 Sokak No: 16 /4-5
06510 Çankaya Ankara
TurkeyT: +90 312 435 20 26
F: +90 312 434 17 67
info@medi-turk.com
www.medi-turk.com

E011572000 / 07.2021

medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 195448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-0
F +49 921 912-780
ortho@medi.dewww.medi.demedi Danmark ApS
Vejlegardsvej 59
2665 Vallensbaek Strand
Denmark
T +45-70 25 56 10
F +45-70 25 56 20
kundeservice@sw.dk
www.medidanmark.dk

Vigtige oplysninger
Det medicinske produkt
er kun beregnet til brug på én patient . Bruges den i behandlingen af mere end en patient,bortfalder producentens produktansvar. Skulle der opstå store smerter eller en følelse af ubehag mens du har produktet på,
skal du straks tage produktet af og konsultere din læge eller bandagist. Anbring ikke produktet oven på åbne sår og brug kun
produktet efter forudgående lægelig vejledning.

medi PT control wrap

Viktiga råd
Den medicinska produktenär avsedd för att användas för endast en patient . Om den används av flera patienter, gäller
inte tillverkarens garanti. Om starka smärtor eller obehagskänslor uppträder vid bärande av produkten, kontakta omgående
din läkare eller din återförsäljare. Bär inte produkten på öppna sår och bara efter föregående medicinsk anvisning.

Orthese mit einstellbaren Gelenken zur Korrektur undSicherung des Patellagleitweges · Soft brace for patella
tracking control with flexion/ extension limitation
Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d’emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l’uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция поиспользованию. Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρµογής.
‫دليل االستخدام‬. Інструкція з використання. 使用说明 . ‫הוראות שימוש‬.

Důležité informace
je určen pro použití u pouze jednoho pacienta . Budete-li ho používat při léčbě více než jednoho
Medicínský produkt
pacienta, zaniká záruka za produkt poskytovaná výrobcem. Pokud by se během nošení vyskytly nepřiměřené bolesti nebonepříjemný pocit, sejměte, prosím okamžitě výrobek a vyhledejte svého lékaře nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
Výrobek nenoste na otevřených ranách a používejte jen podle předchozího lékařského návodu.
Važna upozorenja
je namijenjen za upotrebu isključivo na jednom pacijentu . Ako se isti koristi za liječenje više od
Medicinski proizvod
jednog pacijenta, jamstvo proizvođača prestaje vrijediti. Ako se za vrijeme nošenja proizvoda pojavi bol ili osjećaj nelagode,
odmah potražite savjet liječnika ili specijalizirane trgovine u kojoj ste kupili proizvod. Proizvod ne nosite na otvorenim ranama
te ga koristite samo prema medicinskim uputama.
Bажные замечания
предназначено для использования только одним пациентом. В случае
Данное медицинское изделие
использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при пользовании
изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения,пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесьу Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации
Вашего врача.

medi. I feel better.

1

2

7

8

Deutschmedi
PT control
wrap
Zweckbestimmung
medi PT control ist eine Orthese mit
einstellbaren Gelenken zur Korrektur
und Sicherung des Patellagleitweges.

3

9

4

10

Indikationen
Alle Indikationen, bei denen eine
Korrektur und/oder Entlastung undSicherung des Patellagleitweges indefinierten Bewegungsumfängen
notwendig ist, wie z. B.:• Nach Patellaluxation (konservativ /postoperativ)• Patellofemorales Schmerzsyndrom• Bei lateralem Malalignment undbegleitender Knieinstabilität• Nach retropatellarer Knorpelchirurgie
Kontraindikationen
Zur Zeit nicht bekannt.

5

6

11

Risiken / NebenwirkungenEs kann bei fest anliegenden Hilfsmitteln zu örtlichen Druckerscheinungenoder Einengung von Blutgefäßen oder
Nerven kommen. Deshalb sollten Sie bei
folgenden Umständen vor der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt
Rücksprache halten:• Erkrankungen oder Verletzungen derHaut im Anwendungsbereich, vor
allem bei entzündlichen Anzeichen(übermäßige Erwärmung, Schwellungoder Rötung)• Empfindungs- und Durchblutungsstörungen (z.B. bei Diabetes, Krampfadern)• Lymphabflussstörungen – ebenso

nicht eindeutige Schwellungen von
Weichteilen abseits des Anwendungsbereichs
Beim Tragen von eng anliegenden
Hilfsmitteln kann es zu örtlichen
Hautreizungen bzw. Irritationen
kommen, die auf eine mechanische
Reizung der Haut (vor allem in
Verbindung mit Schweißbildung) oder
auf die Materialzusammensetzung
zurückzuführen sind.
Vorgesehene Patientengruppe
Angehörige der Gesundheitsberufe
versorgen anhand der zur Verfügung
stehenden Maße/Größen und dernotwendigen Funktionen/Indikationen
Erwachsene und Kinder unter Berücksichtigung der Informationen desHerstellers nach ihrer Verantwortung.
Einstellen von Flexions- undExtensionsbegrenzungen (Nur vom
Orthopädietechniker durchzuführen)
Extensionsbegrenzungskeile, EXT(Streckbegrenzung):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexionsbegrenzungskeile, FLEX
(Beugebegrenzung):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Ruhigstellungsmöglichkeit bei:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Zur Ruhigstellung bitte erst den Extensionskeil und anschließend den Flexionskeil einsetzen. Bei Entnahme bitte inumgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Die mediale (Innenseite) und die laterale(Außenseite) Gradeinstellung muss
immer gleich sein.
1. In Ihrer Knieorthese sind 0° Extensionskeile vorinstalliert.
2. Um die Keile auszuwechseln, drücken
sie die Gelenkabdeckung an derhinteren Seite (siehe Profil) nach
außen weg.

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 OEL
Great Britain
T +44-1432 37 35 00
F +44-1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk
medi Ukraine LLC
Evhena Sverstiuka str, 11.
Kiev 02002
UkraineT: +380 44 591 11 63
F: +380 44 392 73 73
info@medi.ua
http://medi.ua
medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1-336 4 49 44 40
F +1-888 5 70 45 54
info@mediusa.com
www.mediusa.com

Deutsch

3. Zum Wechseln der Keile entnehmensie diePinzette aus der Gelenkabdeckung und ziehendie Keile mit dieser
einfach nach vorne (Extension) bzw.
hinten (Flexion) aus dem Gelenk. Die
Keile sind jeweils mit „FLEX“ bzw.
„EXT“ und der entsprechenden
Gradeinstellung gekennzeichnet. Als
zusätzliches Unterscheidungsmerkmal dient die Farbe der Keile.
Extensionskeile sind silber, Flexionskeile sind schwarz. Schieben sie den
neuen Keil von vorne (Extension) bzw.
hinten (Flexion) ins Gelenk, sodass die
Kennzeichnungen „UP“ an Gelenk und
Keil übereinstimmen. Ein Klick
bestätigt die Verriegelung des Keils.
4. Bewegen Sie die Orthesengelenke undüberprüfen Sie die Position der Keile.
Klicken Sie die Pinzette wieder in die
Halterung und befestigen Sieanschließend die Gelenkabdeckungenin dem sie die beiden Nasen derGelenkabdeckung an der Vorderseite
des Gelenks einhaken und dann die
Abdeckung aufs Gelenk drücken. Ein
Klick bestätigt den festen Sitz.
Wichtiger HinweisÄndern Sie die Extension – undFlexionsbegrenzungen nur auf Vorgabe
Ihres behandelnden Arztes. Um eine
Hyperextension zu vermeiden, müssen
immer Extensionskeile oder aber
0°-Keile eingesetzt sein. Die Keile geben
der Orthese den exakten Bewegungs­
radius vor. Bei schwierigen Weichteil­verhältnissen kann es, bedingt durch die
Weichteilkompression, notwendig sein,einen größeren Keil einzusetzen, um die
Kniebewegung auf den gewünschten
Radius zu beschränken. Achten Sie auch
auf die korrekte Position der Orthesengelenke: Die Mitte der Gelenke sollte auf
Höhe der Kniescheibenoberkante liegen.
Das Gelenk muss hinter der seitlichen
Mittellinie des Beins positioniert sein.

Anziehanleitung• Öffnen Sie alle Gurte, damit sie das
Anlegen der Orthese nicht behindern.
• Winkeln Sie Ihr Bein in 30° Grad
Beugestellung an. Wickeln Sie die
Orthese eng von hinten um das Beinund schließen Sie die beiden Klettverschlüsse (Bild1).
• Achten Sie darauf, dass die Kniescheibe
zentriert in der Patella-Aussparung
sitzt. Die Gelenkmitten der Orthesesollten auf Höhe der Oberkante derKniescheibe und knapp hinter der
seitlichen Mittellinie des Beines liegen(Bild2).
• Schließen Sie nun die Gurte in der
Reihenfolge:– Hinterer Unterschenkelgurt (Bild3)– Hinterer unterer Oberschenkelgurt(Bild4)– Patella-Gurte, so dass die Patella
von außen nach innen geführt wird
– achten Sie darauf, dass das
Patella-Luftkissen seitlich an derPatella anliegt und nicht von vorne
auf die Patella drückt (Bild 5 + 6).
– Hinterer oberer Oberschenkelgurt(Bild7)– Vorderer Oberschenkelgurt (Bild8)– Vorderer Unterschenkelgurt (Bild9)
Wenn möglich, laufen Sie ein paar
Schritte und prüfen nochmals den
richtigen Sitz der Orthese. Gegebenenfalls korrigieren sie den Sitz der Ortheseam Bein (Bild10).
Pflegehinweise
Klettverschlüsse bitte vor dem Waschen
schließen und die Gelenkschienen
entfernen. Seifenrückstände, Cremes
oder Salben können Hautirritationen
und Materialverschleiß hervorrufen.
• Waschen Sie das Produkt, vorzugs­
weise mit medi clean Waschmittel,
von Hand.
• Nicht bleichen.
• Lufttrocknen.

Deutsch• Nicht bügeln.
• Nicht chemisch reinigen.


Lagerungshinweis
Bitte das Produkt trocken lagern und vor
direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Materialzusammensetzung
Avonial, Polyamid, Elastan Polyurethan
Haftung
Die Haftung des Herstellers erlischt bei
nicht zweckmäßiger Verwendung.
Beachten Sie dazu auch die entsprechenden Sicherheitshinweise undAnweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.
Entsorgung
Sie können das Produkt über den
Hausmüll entsorgen.
Ihr medi Teamwünscht Ihnen gute Genesung!
Im Falle von Reklamationen im
Zusammenhang mit dem Produkt, wie
beispielsweise Beschädigungen desGestricks oder Mängel in der Passform,
wenden Sie sich bitte direkt an Ihren
medizinischen Fachhändler. Nur schwerwiegende Vorkommnisse, die zu einer
wesentlichen Verschlechterung desGesundheitszustandes oder zum Tod
führen können, sind dem Hersteller undder zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende
Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65
der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
definiert. Die Rückverfolgbarkeit desProduktes ist mit dem UDI Codegewährleistet.

Englishmedi
PT control
wrap
Intended purpose
medi PT control is a brace withadjustable hinges for correction andcontrol of patellar tracking.
Indications
All indications that require correction
and/or load relief and reinforcement ofcorrect patellar tracking within adefined range of motion, such as:• Patella luxation (conservative/
operative)• Patellofemoral pain syndrom• Lateral malalignement with knee
instability• Retropatellar cartilage surgey
Contraindications
None known to date.
Risks / Side Effects
If the aids are too tight, this can cause
local pressure sores or constriction ofblood vessels or nerves. Therefore you
should consult the doctor treating you
before you use it if the following
circumstances apply to you:
• Condition or injury of the skin in thearea of application, particularly with
infectious indications (excessive heat,swelling or reddening)• Paraesthesia and circulatory disorders(e.g. as seen in diabetes, varicose veins)• Lymph drainage disorders – equally,swelling of soft tissue adjacent to thearea of application which is not related
to a condition
When wearing snug-fitting aids, this canresult in localised skin inflammation or
irritation that is due to mechanicalirritation of the skin (particularly in
conjunction with sweating) or due to thecomposition of the material.
Intended patient groups
Healthcare professionals should provide
care to the adults and children, applying
the available information on themeasurements/sizes and necessaryfunctions/indications and in line with
the information provided by the
manufacturer, and acting under theirown responsibility.
Setting the flexion / extension limits
Only to be carried out by anorthopedic technician.
Extension limit wedge, EXT (limits
extension): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexion limit wedge, FLEX (limits flexion):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Can be immobilised at:		
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
For immobilising the orthosis first insert
the extension wedge and then thecorresponding flexion wedge.
The medial (inside) and the lateral(outside) wedge settings must
always be the same.
1. Your knee brace is provided with
pre-installed 0° extension wedges.
2. In order to change the wedges, push
the joint cover from the back toward
the outside (see profile).
3. To change the wedges, remove thetweezers from the joint cover and use
them to simply pull the wedges
toward the front (extension) or toward
the back (flexion) out of the joint. Eachwedge is labelled with „FLEX“ or „EXT“
and with the respective degree
setting. Another distinguishing featureis the different colour of the wedges.
Extension wedges are silver andflexion wedges are black. Insert the
new wedge from the front (extension)or from the back (flexion) into the joint

Englishso that the „UP“ marking on the joint
and on the wedge correspond. A
clicking sound confirms that thewedge has interlocked.
4. Move the brace joint and test theposition of the wedges. Now put backthe tweezers into the holder andattach the joint cover again byhooking the two catches of the joint
cover onto the front of the joint andthen pushing the cover onto the joint.
A clicking sound confirms that thejoint cover is fastened securely.
Important notes
Only change the extension and flexion
limits on instruction from your doctor
or orthotist. In order to prevent
hyper­extension, always insert extension
wedges or 0° wedges. The wedges define
the exact excursion of the orthosis. In
difficult soft-tissue conditions, e.g. where
the soft-tissues are under compression,
it may be necessary to insert the larger
wedge to limit the joint movement to thedesired excursion. In addition, make surethat the orthosis hinges are correctly
positioned: the middles of the hinges
should be level with the upper border ofthe patella. The hinge must lie behindthe midline of the leg.
Fitting instructions• Open all the straps so that they will notinterfere with you putting on thebrace.
• Now put your leg into a 30-degree
angle flexion position. Wrap the bracetightly around your leg from the backand close it with the two Velcro strips(Image 1),• Make sure that the kneecap ispositioned centrally in the space forthe patella. Position the brace so thatthe middles of the hinges are level withthe upper border of the kneecap andjust behind the lateral centre line of theleg (Image 2).

• Now close the straps in the following
order:– Lower calf strap in the back
(Image 3).
– Lower thigh strap in the back
(Image 4).
– Patellar straps so that the kneecap isguided from the outside to the inside– please ensure that the patellar air
cushion is positioned to the side of
the kneecap and that it does notpush onto the kneecap from thefront (Image 5 + 6).
– Upper thigh strap in the back
(Image 7).
– Thigh strap in the front (Image 8).
– Calf strap in the front (Image 9).
• If possible, walk a few steps in order tocheck that the brace is in the correct
position. Please adjust the position as
required (Image 10).
Care instructions
Please close the hook and loop fasteners
before washing and remove theortheses. Soap residues, lotions andointments can cause skin irritation andmaterial wear.
• Wash the product by hand, preferablyusing medi clean washing agent.
• Do not bleach.
• Leave to dry naturally.
• Do not iron.
• Do not dry clean.


Storage instructions
Keep the product in a dry place and do
not expose to direct sunlight.

Material composition
Avional, polyamide, elasthane, PU

EnglishLiability
The manufacturer’s liability will become
void if the product is not used asintended. Please also refer to thecorresponding safety information andinstructions in this manual.
Disposal
The product can be disposed ofin the domestic waste.
Your medi teamwishes you a quick return to full fitness.
In the event of any complaints regarding
the product such as damage to the fabricor a fault in the fit, please report to yourspecialist medical retailer directly. Only
serious incidents which could lead to asignificant deterioration in health or todeath are to be reported to the
manufacturer or the relevant authorities
in the EU member state. The criteria forserious incidents are defined in Section
2, No. 65 of the Regulation (EU) 2017/745(MDR). The traceability of this product isassured via a UDI code.

Français

medi
PT control
wrap
Utilisation prévue
medi PT control est une orthèse à
articulations ajustables destinée àcorriger et assurer l’alignement de larotule.
Indications
Toutes les indications pour lesquelles
une correction et/ou une décharge et
une fixation de la trajectoire de la rotule
dans un champ de mouvement défini est
nécessaire, par exemple :• Après une luxation de la rotule(traitement conservateur/
postopératoire)• Syndrome douloureux
fémoropatellaire• En cas de désalignement latéral
accompagné par une instabilité dugenou• Après une opération rétropatellaire du
cartilage
Contre-indications
Aucune connue à ce jour.
Risques / Effets secondaires
Des accessoires trop serrés peuvent
provoquer des phénomènes decompression locale ou desrétrécissements de vaisseaux sanguins
ou de nerfs. Par conséquent, veuillez
consulter votre médecin traitant avant
l’utilisation si vous présentez lessymptômes suivants :• Affections ou lésions de la peau dans lazone d’application, en particulier
signes d’infection (échauffement
excessif, gonflement ou rougeur)• Troubles de la sensibilité et troubles

circulatoires (par ex. diabète, varices)
Troubles du drainage lymphatique – demême que gonflements d’origine
incertaine des parties molles situées
en dehors de la zone d’application
Porter des accessoires trop serrés
peuvent provoquer des irritations/démangeaisons localisées dus à une
irritation mécanique de la peau (enparticulier liée à la transpiration) ou à lacomposition de l’accessoire.
Groupe de patients prévu
Les professionnels de la santé traitentles adultes et les enfants selon lesdimensions/tailles disponibles et les
fonctions/indications requises sur labase des informations du fabricant sousleur propre responsabilité.
Ajustage des articulations. A faireréaliser uniquement par le technicien
orthopédiste.
Butée de limitation de l’extension, EXT(limitation de l’extension):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Butée de limitation de la flexion, FLEX
(limitation de la flexion):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Possibilité d’immobilisation à:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Pour la mise au repos, d’abord mettre labutée d´extension en place et la butée defelxion adéquate ensuite.
L’ajustage médial (face interne) etl’ajustage latéral (face externe) desdegrés doit toujours être le même.
1. Des coins d‘extension à 0° sontpréinstallés dans votre orthèse degenou.
2. Pour remplacer les coins, pressez lerevêtement d’articulation sur la facearrière (voir profil) vers l‘extérieur.
3. Pour le changement des coins, retirez
la pincette du revêtementd’articulation et tirez les coins aveccelle-ci simplement vers l‘avant

Français

(extension) ou vers l‘arrière (flexion) del‘articulation. Les coins sont signalés
respectivement par « FLEX » ou « EXT »et par le réglage angulaire
correspondant. La couleur des coins
sert de signe distinctif supplémentaire.
Les coins d‘extension sont en argent,les coins de flexion sont noirs. Insérez
le nouveau coin de l‘avant (extension)ou de l‘arrière (flexion) dansl‘articulation de sorte que lesmarquages « UP » sur l‘articulation etle coin correspondent. Un clic confirme
le verrouillage du coin.
4. Bougez les articulations de l‘orthèse
et vérifiez la position des coins.
Cliquez à nouveau la pincette dans lesupport et fixez ensuite lesrevêtements d’articulation en
accrochant les deux nez durevêtement d’articulation sur l‘avantde l‘articulation puis en pressant lerevêtement sur l‘articulation. Un clic
confirme la bonne fixation.
Remarque importante
Veuillez ne modifier les limitations del‘extension et de la flexion qu‘en fonction
des données du médecin traitant. Pouréviter une hyperextension, placez
toujours un arrêt d‘extension ou un arrêt
à 0°. Les coins (degrés d‘extension)confèrent à l‘orthèse l‘amplitude demouvement exacte. En cas de difficultésdues à la compression des parties molles,
il peut être nécessaire de mettre enplace un coin plus grand pour limiter lemouvement du genou à l‘amplitude
souhaitée. Veillez également à ce que laposition de l‘articulation de l‘orthèse soit
correcte : le milieu de l‘articulation doit
se trouver à hauteur du bord supérieurde la rotule. L‘articulation doit êtrepositionnée à l‘arrière de la ligne
médiane latérale de la jambe.
Instructions de mise en place• Ouvrez toutes les sangles, afin de nepas gêner la mise en place de l‘orthèse.
• Repliez votre jambe de 30°. Enroulezl‘orthèse autour de votre jambe en
manière étroite par l‘arrière et fermez
les deux bandes agrippantes (image 1).
• Veillez à ce que la rotule soit centréedans l‘évidement prévu pour la patella.
Les centres des jointures de l‘orthèse
doivent être alignés au niveau de l‘axe
du bord supérieur de la rotule etdoivent se trouver légèrement derrière
la ligne médiane latérale de la jambe(image 2).
• Maintenant, fermez les sangles dansl‘ordre suivant :– Sangle postérieure de la partie
inférieure de la jambe (image 3)– Sangle postérieure inférieure de lapartie supérieure de la jambe(image 4)– Les sangles de la patella, afin que lapatella soit guidée de l‘extérieur versl‘intérieur – veillez à ce que lecoussin d‘air de la patella soit fixé surle côté de la patella et ne fasse paspression sur la patella par l‘avant(images 5 + 6).
– Sangle postérieure supérieure de lapartie supérieure de la jambe(image 7)– Sangle antérieure de la partie
supérieure de la jambe (image 8)– Sangle antérieure de la partie
inférieure de la jambe (image 9)• Si possible marchez quelques pas etvérifiez une nouvelle fois que l‘orthèse
est bien en place. Le cas échéant,ajustez la mise en place de l‘orthèse
sur la jambe (image 10).
Conseils d’entretien
Fermer les bandes agrippantes avant lelavage et retirez les glissières articulées.
Les résidus de savon peuvent causer desirritations cutanées et une usure dumatériau.
• Lavez le produit à la main, depréférence en utilisant la lessive medi
clean.

Français

• Ne pas blanchir.
• Séchage à l‘air.
• Ne pas repasser.
• Ne pas nettoyer à sec.

Conseils de conservation
Conservez le produit dans un endroit sec
et évitez une exposition directe au soleil.

Composition
Avional, polyamide, élasthanne, PU
Responsabilité
Toute utilisation non conforme annule laresponsabilité du fabricant. Veuillez à
cet effet consulter également lesconsignes de sécurité et les instructions
figurant dans ce mode d’emploi.
Recyclage
Vous pouvez jeter ce produit
dans les ordures ménagères.
Votre équipe medi
vous souhaite un prompt rétablissement.
En cas de réclamation en rapport avec leproduit, telle que par exemple un tricot
endommagé ou des défauts
d’ajustement, veuillez contacter
directement votre revendeur médical.
Seuls les incidents graves pouvant
mener à une détérioration considérable
de l’état de santé ou à la mort doiventêtre signalés au fabricant ou aux
autorités compétentes de l’État
membre. Les incidents graves sontdéfinis à l’article 2 no 65 du Règlement(UE) 2017/745 (MDR). Le code UDI
permet le suivi du produit.

Español

medi
PT control
wrap
Finalidad
medi PT control es una órtesis con
articulaciones ajustables para corregir yfijar el deslizamiento de la rótula.
Indicaciones
Todas las indicaciones en las que serequiera una corrección o descarga yprotección del deslizamiento de la rótula
en determinados rangos de movimiento,p. ej.:• Tras luxación de la rótula (conservador/posoperatorio).
• Dolor femororrotuliano• En caso de alineación lateral incorrecta
acompañada de inestabilidad de larodilla• Tras una cirugía de cartílago
retrorrotuliana
Contraindicaciones
Desconocidas hasta la fecha.
Riesgos / Efectos secundarios
Los elementos de colocación fija en
casos aislados pueden provocar puntos
de presión locales o constricción devasos sanguíneos o nervios. Por esta
razón, si se dan las siguientes
circunstancias, deberá consultar al
médico encargado de su tratamiento
antes de utilizar el producto:• Afecciones/lesiones cutáneas en lazona de aplicación, especialmenteseñales de inflamación (acumulaciónde calor, hinchazón o enrojecimiento
excesivos)• Trastornos circulatorios y sensoriales(por ejemplo en caso de diabetes,
venas varicosas)• Trastornos del drenaje linfático:incluso hinchazones no observables delos tejidos blandos fuera del ámbito deaplicación
En caso de utilizar elementos ajustados,
pueden producirse irritaciones en la pieldebidas a la estimulación mecánica de lapiel (sobre todo por la generación desudor) o a la composición del material.
Grupo de pacientes previsto
Los profesionales sanitarios, bajo su
propia responsabilidad, atenderán a losadultos y niños teniendo en cuenta lasdimensiones/tamaños disponibles y las
funciones/indicaciones necesarias ysiguiendo la información proporcionada
por el fabricante.
Regulación de la articulación.
Solamente a realizar por el técnico
ortopédico.
Cuña de limitación de la extensión, EXT(limitación de la extensión):0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Cuña de limitación de la flexión, FLEX
(limitación de la flexión):0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Posibilidad de situación en reposo en:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Por favor, para inmovilizar, colocar
primero la cuña de extensión y después
la cuña de flexión correspondiente.
La regulación de grados medial (carainterior) y lateral (cara exterior) debe sersiempre igual.
1. En su órtesis de rodilla hay
preinstaladas cuñas extensibles de 0º.
2. Para reemplazar la cuña, tire de lacubierta de la articulación en la parteposterior (véase perfil) hacia fuera.
3. Para cambiar la cuña extraiga la pinzade la cubierta de la articulación ysimplemente extraiga con ella la cuña
hacia delante (extensión) o hacia
atrás (flexión) de la articulación. Las
cuñas están marcadas con un „FLEX“

Español

o „EXT“ y el correspondiente ajuste degrado. Como característicadiferenciadora adicional sirve el color
de la cuña. Las cuñas de extensión son
plateadas, las cuñas de flexión son
negras. Introduzca la cuña nueva
desde la parte delantera (extensión) ola parte trasera (flexión) en laarticulación, de manera que las
indicaciones „UP“ coincidan en laarticulación y la cuña. Un clic
confirma que la cuña ha encajado.
4. Mueva la articulación de la órtesis ycompruebe la posición de la cuña.
Encaje la pinza de nuevo en el soporte
y a continuación fije las cubiertas dela articulación enganchando los dos
salientes de la cubierta de laarticulación en la parte delantera dela articulación y, después, presione lacubierta sobre la articulación. Un clic
confirma que está bien colocada.
Advertencia importante
Los límites de extensión y flexión sólo
se modificarán de acuerdo con las
instrucciones del médico. Para evitar
una hiperextensión, se deben utilizar
siempre cuñas de extensión o cuñas de
0º. Las cuñas proporcionan a la ortesis
el radio de movimiento exacto. Cuando
el estado de los tejidos blandos no es
idóneo, puede precisarse, en función
de la compresión de los tejidos blandos,
utilizar una cuña mayor, para limitar
el movimiento de la rodilla al radio
deseado. Preste atención también a la
posición correcta de la ortesis: el centro
de la articulación debe quedar a laaltura del borde superior de la rótula. La
articulación debe situarse detrás de lalínea media lateral de la pierna.
Instrucciones de colocación• Abra todos los cinturones para facilitar
la colocación de la órtesis.

• Doble su pierna en forma de ángulo
con una inclinación de 30º. Enrolle laórtesis en la pierna de modo ajustado
desde atrás y cierre ambos cierres
adhesivos (Figura 1).
• Tenga en cuenta que la rótula quede
centrada en el agujero para la rótula.
Los centros de las articulaciones de laórtesis deberían quedar a la altura dela parte superior de la rótula y un poco
por detrás de la línea media lateral dela pierna (Figura 2).
• Cierre ahora los cinturones siguiendo
esta secuencia:– Cinturón de la pantorrilla posterior(Figura 3)– Cinturón del muslo inferior posterior(Figura 4)– Cinturones de la rótula, de manera
que la rótula sea llevada desde fuera
hacia adentro – tenga en cuenta quelas secciones de aire comprimido dela rótula queden a los lados de larótula y que no presionen la rótula
desde delante (Figura 5 + 6).
– Cinturón del muslo superior
posterior (Figura 7)– Cinturón del muslo anterior(Figura 8)– Cinturón de la pantorrilla anterior(Figura 9)• Si es posible, dé un par de pasos ycompruebe de nuevo la correcta
colocación de la órtesis. En casonecesario, corrija el ajuste de la órtesis
a la pierna (Figura 10).
Instrucciones de cuidado
Antes de lavar, cerrar los cierres
adhesivos y retirar las tablillas
articuladas. Los restos de jabón pueden
causar irritaciones cutáneas y desgastedel material.
• Lave el producto a mano,preferiblemente con el detergente
medi clean.

Español

• No blanquear.
• Secar al aire.
• No planchar.
• No limpiar en seco.

Instrucciones de almacenamiento
Por favor, guardar el producto en lugar
seco y protegido del sol.

Composición
Avional, poliamida, elastano, PU
Garantía
La garantía del fabricante se anulará encaso de un empleo no previsto. Deberá
tener en cuenta al respecto las
indicaciones de seguridad y las
instrucciones de este manual.
Eliminación
Este producto puede eliminarse
junto con la basura doméstica.
Su equipo medi
le desea una pronta recuperación.
En caso de reclamaciones relacionadas
con el producto, tales como daños en el
tejido de punto o defectos en el ajuste,
póngase en contacto directamente consu distribuidor médico. Solo se
notificarán al fabricante y a la autoridad
competente del Estado miembro losincidentes graves que puedan provocar
un deterioro significativo de la salud o lamuerte. Los incidentes graves se definenen el artículo 2, n.º 65 del Reglamento(UE) 2017/745 (MDR). La trazabilidad delproducto se garantiza con el código UDI.

Português

medi
PT control
wrap
Finalidade
A medi PT control é uma ortótese com
articulações ajustáveis para correção e
fixação do desalinhamento da patela.
Indicações
Todas as indicações nas quais é
necessária uma correção e/ou alívio eproteção do deslizamento da patela nosâmbitos de movimentação definidos,como, por exemplo:• Após luxação da patela (não-cirúrgico/pós-operatório)• Síndrome patelo-femoral• Em caso de mau alinhamento lateral e
instabilidade do joelho associada• Após cirurgia da cartilagem
retropatelar

desenvolvida irritação cutânea ou
inflamação local da pele resultante doatrito mecânico na pele (especialmente
em combinação com a transpiração) ou
da composição do material.
Grupo de pacientes previsto
Em função das dimensões/tamanhos
disponíveis e das funções/indicações
necessárias, os profissionais de saúde
fornecem, sob sua responsabilidade, aadultos e crianças sob a observação das
informações do fabricante.

Contra-indicações
Não se conhecem até à data.

Ajuste da articulação. A ser realizado
apenas por ortopedistas.
Cunha de limitação da extensão, EXT:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Cunha de limitação da flexão, FLEX:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Possibilidade de imobilização a:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Para colocar em posição de repouso,
coloque em primeiro lugar a cunha deextensâo e,em seguida, a cunha deflexâo correspondente.
O ajuste em graus mediano (interior) e
lateral (exterior) tem de ser sempre
igual.

Riscos / Efeitos secundários
No caso de os meios auxiliares ficarem
muito apertados, é possível que hajacompressão ou a constrição local devasos sanguíneos ou nervos. Por isto,
deve consultar o médico assistente nas
condições seguintes, antes da aplicação:• Doenças ou lesões de pele na área deaplicação, particularmente sinais
inflamatórios (aquecimento excessivo,
inchaço ou vermelhidão)• Distúrbios sensoriais e circulatórios (p.
ex., em caso de diabetes, varizes)• Distúrbios na drenagem linfática –bem como inchaços pouco visíveis detecidos moles fora da área de aplicação
Ao utilizar meios auxiliares demasiado
apertados, é possível que seja

1. Na sua ortótese do joelho estão
pré-ajustadas cunhas em extensão
a 0°.
2. Para substituir as cunhas, empurrepara fora a protecção da articulação,na parte de trás (ver perfil).
3. Para trocar a cunha, retire as pinçasda protecção da articulação e arraste
sem dificuldade a cunha para a frente(extensão) ou para trás (flexão) da
articulação. As cunhas ficam
identificadas, consoante o caso, com„FLEX“ ou „EXT“ e com o respectivo
grau da articulação. A cor da cunha
serve também como característicadiferenciadora. As cunhas em
extensão são prateadas, as cunhas emflexão são pretas. Deslize a nova

Português

cunha para a frente (Extensão) ou
para trás (Flexão) na articulação, demodo a que a designação „UP“
apareça alinhada na articulação e na
cunha. Quando ouvir um clique quer
dizer que a cunha está bloqueada.
4. Desloque a articulação da ortótese everifique a posição da cunha. Volte a
inserir as pinças no suporte e fixe-as,
em seguida, nas protecções daarticulação interligando as duas abasda protecção da articulação no ladoda frente e premindo depois acobertura de protecção na
articulação. Quando ouvir um cliquequer dizer que o assentamento estácorrecto.
Indicação importante
Altere os limites de extensão e de flexão
apenas segundo indicação do seu
médico assistente. Para evitar uma
hiper-extensão, têm sempre de serusadas cunhas de extensão ouentão cunhas de 0°. As cunhas permitem
definir a exacta amplitude do movimento.
Em caso de pressão dos tecidos moles,
poderá ser necessário colocar uma
cunha maior, para limitar o movimento
do joelho à amplitude desejada.
Deverá também
ser tomada em conta a posição correcta
das articulações da ortótese: O centro daarticulação deverá ficar situado à altura
do rebordo superior da rótula. A
articulação deverá ser posicionada atrásda linha média lateral da perna.
Instruções de colocação
• Abra todas as tiras para não impedir acolocação da ortótese.
• Dobre a sua perna numa posição deflexão de 30° graus. Dobre a ortótese
apertando desde a parte de trás em
redor da perna e feche os dois fechosde gancho e argola (figura 1).
• Certifique-se de que a rótula estácentrada no entalhe da mesma. Os
centros das articulações da ortótese
devem ficar alinhados com a
extremidade superior da rótula eligeiramente atrás da linha central nolado da perna (figura 2).
• Feche agora as tiras por ordem:– Tira traseira da parte inferior dacoxa (figura 3)– Tira traseira inferior da coxa
(figura 4)– Tira da rótula, de forma que a rótula
seja conduzida do exterior para ointerior – certifique-se de que as
almofadas de ar estão colocadas na
parte lateral da rótula e de que estas
não exercem pressão na mesma apartir da parte da frente(figura 5 + 6).
– Tira traseira superior da partesuperior da coxa (figura 7)– Tira dianteira da parte superior dacoxa (figura 8)– Tira dianteira da parte inferior dacoxa (figura 9)• Se possível, dê alguns passos everifique novamente se a ortótese seencontra na posição correcta. Se
necessário, corrija a posição daortótese na perna (figura 10).
Instruções de lavagem
Fechar os fixadores de gancho e argolaantes de lavar e remover as calhas daarticulação. Restos de sabão podem
causar irritações cutâneas e desgaste
precoce do material.
• Preferencialmente lave o produto àmão com detergente medi clean.
• Não branquear• Deixar secar ao ar.
• Não engomar.
• Não lavar com produtos químicos.

Português

Conservação
Conserve em ambiente seco e proteja da
exposição solar direta.

Composição
Avional, poliamida, elastano, PU
Responsabilidade Civil
A responsabilidade civil do fabricante
extingue-se em caso de uso indevido.
Neste contexto, observe também asrespetivas instruções de segurança eindicações existentes neste manual de
instruções.
Eliminação
Pode eliminar o produto pelo lixo
doméstico.
A sua equipa medi
Deseja-lhe um bom restabelecimento!
Em caso de reclamações relativas ao
produto, como, por exemplo, danos na
malha ou imperfeições no ajuste,
contacte diretamente o seu fornecedor
especializado em produtos médicos.
Apenas os incidentes graves que podem
provocar uma deterioração significativa
do estado de saúde ou a morte devem
ser comunicados ao fabricante e às
autoridades competentes do EstadoMembro. Os incidentes graves estão
definidos no artigo 2 n.º 65 do
Regulamento (UE) 2017/745 (MDR). A
rastreabilidade do produto é garantida
com o código UDI.

Italiano

medi
PT control
wrap
Scopo
medi PT control è un dispositivo
ortopedico con giunti regolabili per
assicurare il corretto scorrimento
rotuleo.
Indicazioni
Tutte le indicazioni in cui è necessariocorreggere e/o scaricare e assicurare lo
scorrimento rotuleo in ampiezze dimovimento definite, come p. e.:• In seguito a lussazione della rotula(trattamento conservativo /postoperatorio)• Sindrome dolorosa patello-femorale• In caso di malallineamento e
concomitante instabilità del ginocchio• In seguito ad un intervento per
condropatia rotulea
Controindicazioni
Attualmente non note
Rischi / Effetti collaterali
Gli indumenti compressivi aderenti
possono causare la comparsa sulla cutedi segni dovuti alla pressione o
provocare una compressione dei vasi
sanguigni o dei nervi. Per questo motivo,
nelle circostanze riportate di seguito,
prima dell’utilizzo è necessario
consultare il proprio medico curante:• Malattie o lesioni della pelle nella zonadi applicazione, soprattutto se vi sono
segni di infiammazione (riscaldamento
eccessivo, gonfiore o arrossamento)• Disturbi della sensibilità o circolatori(ad es. in caso di diabete, vene
varicose)• Disturbi della circolazione linfatica -

possono verificarsi gonfiori ambigui
dei tessuti molli anche al di fuori dellazona di applicazione
Gli indumenti compressivi aderenti
possono causare infiammazioni cutanee
locali dovute all’irritazione meccanicadella pelle (soprattutto in correlazione
con l’aumento della sudorazione) o alla
composizione dei materiali.
Gruppo di pazienti previsto
In base alle misure / taglie disponibili ealle funzioni / indicazioni necessarie, iprofessionisti del settore sanitario
assistono sotto la propria responsabilità
adulti e bambini tenendo conto delle
informazioni del produttore.
Regolazione del controllo della
flesso-estensione. Eseguibile
solamente dall‘ortopedico.
Blocchi “stop“ per il controllodell’estensione (EXT, limitazione
dell’estensione): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Blocchi “stop“ per il controllo della
flessione (FLEX, limitazione della
flessione)
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Possibilità d’immobilizzazione a:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Per l’immobilizzazione, inserire perprimo lo “stop“ per la limitazionedell´estensione, poi quellocorrispondente per la limitazione della
flessione. I gradi della regolazione
mediale (lato interno) e di quella laterale(lato esterno) devono sempre coincidere.
1. Nell’ortesi per ginocchio sonopreinstallati cunei di estensione a 0°.
2. Per sostituire i cunei, spingere versol‘esterno la copertura snodata sul lato
posteriore (vedi profilo).
3. Per sostituire i cunei, estrarre lapinzetta dalla copertura snodata einsieme tirare i cunei in avanti(estensione) o all‘indietro (flessione)
facendoli uscire dallo snodo. I cunei

Italiano

sono contrassegnati con „FLEX“ o„EXT“ e con la relativa regolazione ingradi. Un altro elemento che
contraddistingue i cunei è il loro
colore. I cunei di estensione sono color
argento, mentre i cunei di flessione
sono neri. Spingere il nuovo cuneo inavanti (estensione) o all‘indietro(flessione) nello snodo, in modo da far
corrispondere le marcature „UP“ sullo
snodo e sul cuneo. Uno scatto
conferma il blocco del cuneo inposizione.
4. Muovere lo snodo dell‘ortesi econtrollare la posizione dei cunei. Far
scattare di nuovo la pinzetta nel
supporto e fissare poi le protezionidello snodo dove le due estremitàdella protezione si agganciano al lato
anteriore dello snodo; quindi premere
la copertura sullo snodo. Uno scatto
conferma l‘assestamento corretto.
Avvertenza importante
Modificare le limitazioni della flesso
estensione solo su indicazione del medico
curante. Per evitare l’iperestensione,
vanno inseriti sempre i blocchi perl’estensione, o quelli di 0° gradi. Gli stopcon­feriscono alla ginocchiera l’esatto
raggio di movimento. Se i tessuti molli sipresentano in condizioni problematiche,può essere necessario (dove i tessuti
molli sono sotto compressione)
l’inserimento di uno spessore più grande,
per limitare il movimento del ginocchio al
raggio desiderato. Accertarsi anche che
gli snodi della ginocchiera siano nella
corretta posizione: il centro degli snodi
deve trovarsi all’altezza del margine
superiore della rotula. Lo snodo va
posizionato dietro alla linea mediana
laterale della gamba.
Istruzioni per l‘uso• Aprire tutte le cinghie, in modo che
non ostacolino l‘applicazionedell‘ortesi.

• Piegare la gamba formando un angolo
di 30°. Avvolgere l‘ortesi stringendola
attorno alla gamba da dietro echiudere entrambe le chiusure a
strappo asola-uncino (Figura 1).
• Assicurarsi che la rotula sia ben
centrata nell‘apertura per la patella. Il
centro articolato dell‘ortesi deve
trovarsi all‘altezza del bordo superioredella rotula e subito dietro alla linea
centrale sul lato della gamba(Figura 2).
• Chiudere le cinghie in questa
sequenza:– Cinghia posteriore della gamba(Figura 3)– Cinghia posteriore inferiore dellacoscia (Figura 4)– Cinghie della patella, di modo che larotula sia guidata dall‘esterno versol‘interno; assicurarsi che il cuscinettod‘aria della patella poggi
lateralmente sulla rotula e nonprema dalla parte anteriore sulla
rotula (Figura 5 e 6).
– Cinghia posteriore superiore dellacoscia (Figura 7)– Cinghia anteriore della coscia(Figura 8)– Cinghia anteriore della gamba(Figura 9)• Se possibile, fare un paio di passi everificare che l‘ortesi sia stata
indossata correttamente. Se
necessario, correggere l‘assestamentodell‘ortesi sulla gamba (Figura 10).
Avvertenze per la manutenzione
Chiudere le chiusure a strappo asolauncino prima di lavare e rimuovere leaste dell‘imbottitura. Residui di sapone
possono provocare irritazione della pellee usura del materiale.
• Lavare il prodotto preferibilmente amano con detersivo medi clean.
• Non candeggiare.
• Asciugare all’aria.

Italiano• Non stirare.
• Non lavare a secco.

Avvertenze per la conservazione
Conservare il prodotto in luogo asciutto
e protetto dalla luce solare diretta.

Composizione material
Avional, Poliammide, Elastan, PU
Responsabilità
La responsabilità del produttore decadein caso di utilizzo inappropriato. A
questo proposito rispettare leindicazioni di sicurezza e le istruzioni
contenute in questo manuale per l’uso.
SmaltimentoÈ possibile smaltire il prodotto
con i rifiuti domestici.
Il team medi
Le augura una pronta guarigione
In caso di reclami relativi al prodotto,
come ad esempio danni al tessuto ocarenze nella conformazione, vi
invitiamo a rivolgervi direttamente al
punto vendita specializzato. Solo gli
incidenti gravi, che comportano un
grave deterioramento delle condizioni disalute o il decesso del paziente, sono da
notificare al fabbricante e alle autorità
competenti dello Stato membro. Gli
incidenti gravi sono definiti nell‘articolo
2 n. 65 del Regolamento (UE) 2017/745(MDR). La tracciabilità del prodotto ègarantita dal codice UDI.

Nederlandsmedi
PT control
wrap
Beoogd doel
medi PT control is een orthese met
instelbare scharnieren voor de correctie
en beveiliging van de patellaglijbaan.
Indicaties
Alle indicaties waarbij een correctie en/of ontlasting en beveiliging van depatella in een bepaald bewegingsbereik
nodig is, bijv.:• Na patellaluxatie (conservatief/
postoperatief)• Patellofemoraal pijnsyndroom• Bij lateraal malalignment en daarmeesamenhangende instabiliteit van deknie• Na retropatellaire kraakbeenchirurgie
Contra-indicaties
Momenteel niet bekend.
Risico‘s / Bijwerkingen
Bij strak aangebrachte hulpmiddelen
kunnen er plaatselijk drukverschijnselenof beknelling van bloedvaten of
zenuwen optreden. Daarom dient u bij
de volgende omstandigheden voor de
toepassing overleg te plegen met uw
behandelend arts:• Aandoeningen of letsels van de huid in
het toepassingsgebied, vooral bij
tekenen van ontsteking (te warm,
zwelling of roodheid)• Waarnemings- en doorbloedingsstoornissen (bijv. bij diabetes, spataders)• Stoornissen van de lymfeafvoer – ookonduidelijke zwellingen van weke
delen weg van het toepassingsgebied.
Bij het dragen van strak aangebrachte
hulpmiddelen kunnen plaatselijk

huidirritaties voorkomen, die te wijten
zijn aan een mechanische irritatie vande huid (vooral in combinatie met
transpiratie) of aan de samenstelling van
het materiaal.
Beoogde patiëntengroep
Hulpverleners gebruiken het productvoor volwassenen en kinderen, rekening
houdend met de beschikbare maten/
groottes, de vereiste functies/indicaties
en de informatie van de fabrikant op
eigen verantwoording.
Scharnierinstelling. Alleen uit tevoeren door uw orthopedischinstrumentenmaker.
Extensiebeperkingswig, EXT(strekbeperking): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexiebeperkingswig, FLEX
(buigbeperking):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Immbolisatiemogelijkheid bij:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Zet ter immobilisatie a.u.b. eerst deextensieweg en vervolgens dedienovereenkomstige flexieweg erin.
De mediale (binnenzijde) en de laterale(buitenzijde) graadinstelling moeten
altijd hetzelfde zijn.
1. In uw knieorthese zijn 0°extensiewiggen voorgeïnstalleerd.
2. Om de wiggen te vervangen, drukt ude scharnierafdekking aan deachterkant (zie profiel) naar buiten
weg.
3. Voor het vervangen van de wiggen
neemt u het pincet uit descharnierafdekking en trekt u dewiggen hiermee eenvoudigweg naar
voren (extensie) of naar achteren(flexie) uit het scharnier. De wiggen
zijn telkenmale met ‘FLEX’ of ‘EXT’ ende dienovereenkomstige
graadinstelling gemarkeerd. Alsbijkomend kenmerk ter

Nederlands

onderscheiding dient de kleur van dewiggen. Extensiewiggen zijn
zilverkleurig, flexiewiggen zijn zwart.
Schuif de nieuwe wig van voren(extensie) of van achteren (flexie) in
het scharnier, zodat de markeringen‘UP’ op het scharnier en de wig
overeenkomen. Een klik bevestigt devergrendeling van de wig.
4. Beweeg de orthesescharnieren encontroleer de positie van de wiggen.
Klik het pincet opnieuw in de houder
en bevestig vervolgens descharnierafdekkingen door de beide
neuzen van de scharnierafdekking
aan de voorkant van het scharnier inte haken en dan de afdekking op het
scharnier te drukken. Een klik
bevestigt dat ze vastzit.
Belangrijke aanwijzing
Verander de extensie- en
flexiebeperkingen slechts op
aanwijzing van de behandelend
arts. Om hyperextensie te voorkomen
moeten altijd extensiewiggen of
0°-wiggen geplaatst zijn. De wiggen
bepalen de juiste bewegings­radius
van de orthese. Bij moeilijke
omstandigheden van de weke delen kan
het, door de compressie van de weken
delen, nodig zijn om een grotere wig erin
te zetten, om zo de kniebeweging tebeperkten tot de gewenste radius.
Let ook op de correcte stand van deorthesescharnieren: het midden van descharnieren moet ter hoogte van debovenkant van de knieschijf liggen. Het
scharnier moet zich achter de zijwaartse
middellijn van het been bevinden.
Aantrekken• Open alle riemen, opdat u het
aantrekken van de orthese niet
belemmert.
• Buig uw been in een hoek van 30°.
Wikkel de orthese van achteren nauw
aansluitend om het been en sluit debeide klittenbanden (afbeelding 1).
• Let erop dat de knieschijf in het
midden van de patella-uitsparing zit.
De scharniermiddelpunten van deorthese moeten ter hoogte van debovenrand van de knieschijf en net
achter de zijdelingse middenlijn van
het been liggen (afbeelding 2).
• Sluit nu de riemen in de volgende
volgorde:– Achterste onderbeenriem(afbeelding 3)– Achterste, onderste bovenbeenriem(afbeelding 4)– Patella-riem, zodat de patella van
buiten naar binnen wordt geleid - leterop dat het patella-luchtkussen
zijdelings tegen de patella aanligt enniet van voren op de patella drukt(afbeelding 5 + 6).
– Achterste, bovenste bovenbeenriem(afbeelding 7)– Voorste bovenbeenriem(afbeelding 8)– Voorste onderbeenriem(afbeelding 9)• Loop indien mogelijk een paar stappen
en controleer nogmaals of de orthesegoed zit. Corrigeer eventueel debevestiging van de orthese aan het
been (afbeelding 10).
Wasinstructies
Gelieve de klittenband voor het wassen
te sluiten en de gewrichtsspalken teverwijderen. Zeepresten kunnen leiden
tot huidirritatie en slijtage van het
materiaal.
• Was het product met de hand, bijvoorkeur met medi clean-wasmiddel.
• Niet bleken.
• Aan de lucht laten drogen.
• Niet strijken.
• Niet chemisch reinigen.

Nederlands

Bewaarinstructie
Gelieve het product droog te bewaren en
te beschermen tegen direct zonlicht.

Materiaalsamenstelling
Avional, Polyamide, Elastaan, PU
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de fabrikant
vervalt bij ondeskundig gebruik. Houddaartoe ook rekening met dedesbetreffende veiligheidsinstructies en
aanwijzingen in dezegebruiksaanwijzing.
Afvalverwijdering
U kunt het product bij hethuishoudelijke afval doen.
Uw medi Team
wenst u van harte beterschap!
Bij reclamaties in verband met het
product, zoals beschadiging van het
weefsel of een verkeerde pasvorm,
neemt u rechtstreeks contact op met uw
medische vakhandel. Enkel ernstige
incidenten, die tot een ernstige
achteruitgang van degezondheidstoestand of tot de doodkunnen leiden, moeten aan de fabrikant
en de bevoegde autoriteit van delidstaat worden gemeld. Ernstige
incidenten zijn gedefinieerd in artikel 2,
nr. 65 van de Verordening (EU) 2017/745(MDR). De traceerbaarheid van het
product is gegarandeerd door deUDI-code.

Danskmedi
PT control
wrapFormålmedi PT control er en ortese med
indstillelige led til korrektur og sikring af
patellaglidevejen.
Indikationer
Alle indikationer, hvor en korrektur og/
eller aflastning og sikring af
patellaglidevejen i defineretbevægelsesomfang er nødvendig, som f.
eks.:• Efter patellaluksation (konservativ /postoperativ)• Patellofemoralt smertesyndrom• Ved lateral fejlposition og ledsagendeknæinstabilitet• Efter retropatellar bruskkirurgi
Kontraindikationer
Ingen kendte til dato.
Risici / Bivirkninger
Ved hjælpemidler, der sidder stramt, kan
der forekomme lokale tryksymptomer
eller en indsnævring af blodkar eller
nerver. Under følgende omstændighederskal du derfor før anvendelsen
konsultere din behandlende læge:• Sygdomme eller sår på huden ianvendelsesområdet, især ved tegn påbetændelser (for stor varmedannelse,hævelse eller rødme)• Føleforstyrrelser og forstyrrelser i
blodcirkulationen (f.eks. ved diabetes,åreknuder)• Forstyrrelser af lymfeafløb– ligeledes
ikke entydige hævelser af bløddele etstykke fra anvendelsesområdet
Når der bæres stramtsiddendehjælpemidler, kan der forekomme lokale

hudirritationer, der skyldes en mekanisk
irritation af huden (især i forbindelse
med sveddannelse) eller
materialesammensætningen.
Beregnet patientgruppe
Sundhedsprofessionelle forsyner vedhjælp af de disponible mål/størrelser og
de nødvendige funktioner/indikationer
på eget ansvar voksne og børn underhensyntagen til fabrikantens
oplysninger.
Indstilling af fleksionsog ekstensionsbegrænsninger. Må
kun gennemfØres af en
ortopæditekniker.
Extensionsbegrænsningskiler(EXT, strækbegrænsning):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexionsbegrænsningskiler (FLEX,
bøjningsegrænsning):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Immobiliseringsmulighed ved:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Til immobilisering skal extensionskilen
først isættes og derefter den tilsvarende
flexionskile. Den mediale(indvendige) og den laterale (udvendige)
gradindstilling skal altid være ens.
1. Der er forudinstalleret 0°
ekstensionskiler i din knæortose.
2. For at udskifte kilerne, skal du trykke
ledafdækningen på bagsiden (seprofil) udad.
3. Når kilerne skal skiftes, skal du tage
pincetten ud af ledafdækningen
bruge den til at trække kilerne fremad(ekstension) eller bagud (fleksion) ud
af leddet. Kilerne er mærket med
henholdsvis „FLEX“ og „EXT“ og den
tilsvarende gradindstilling. Farven på
kilerne kan yderligere bruges til at
kende forskel. Ekstensionskilerne er
sølvfarvede, fleksionskilerne er sorte.
Skub den nye kile ind i leddet forfra(ekstension) eller bagfra (fleksion), såDanskmærkningen „UP“ stemmer overens
på leddet og kilen. Et klik bekræfter, atkilen er låst.
4. Bevæg ortoseleddene og kontroller
kilernes position. Klik pincetten iholderen igen og sæt derefter
ledafdækningerne fast ved at sætte
ledafdækningens to tude i hak på
leddets forside og så trykke
afdækningen på leddet. Et klikbekræfter at den sidder fast.
Vigtig oplysning
De må kun ændre extensions- og
flexionsbegrænsningerne efteranvisning fra Deres læge. For at undgå
hyperextension, skal der altid bruges
extensionskiler eller 0°-kiler. Kilerne er
bestemmende for ortosens præcise
bevægelsesradius. Ved besværlige
bløddelsforhold kan det på grund af
bløddelskompressionen værenødvendigt at bruge en større kile, forat begrænse knæbevægelsen til denønskede radius. Vær opmærksom på, atortoseleddene er i den rigtige position:
Midten af leddene skal være på højde
med overkanten af knæskallen.
Leddet skal være anbragt bag benets
midterlinie på siden.
Monteringsvejledning• Åbn alle remme, så de ikke er i vejennår ortosen tages på.
• Bøj benet 30°. Vikl ortosen tæt bagfra
om benet og luk de to lukninger (fig. 1).
• Sørg for at knæskallen sidder centrereti patella-udsparingen. Ortosens midte
af leddene bør være på højde medknæskallens øverste kant og være lige
knap bag ved benets midterlinje påsiden (fig. 2).
• Luk så remmene i rækkefølgen:– Bageste underlårsrem (fig. 3)– Bageste nederste overlårsrem (fig. 4)– Patella-remme, så knæskallen føres
ind udefra – sørg for, at patellaluftpuden ligger sidelæns modknæskallen og ikke trykker modknæskallen forfra (fig. 5 + 6).
– Bageste øverste overlårsrem (fig. 7)– Forreste overlårsrem (fig. 8)– Forreste underlårsrem (fig. 9)• Gå om muligt et par skridt og
kontroller igen om ortosen sidder
rigtigt. I givet fald skal du rettehvordan ortosen sidder på benet(fig. 10).
Vaskeanvisning
Luk venligst burrelukningerne før vask,
og fjern ledskinnerne. Sæberester kan
fremkalde hudirritationer ogmaterialeslid.
• Produktet skal håndvaskes, fortrinsvist
med medi clean-vaskemiddel.
• Må ikke bleges• Lufttørres
• Må ikke stryges.
• Må ikke rengøres kemisk.

Opbevaringsinstruktioner
Opbevares tørt og beskyttes mod
direkte sollys.

Materialesammensætning
Avional, Polyamid, Elastan, PU
AnsvarFabrikantens ansvar bortfalder i tilfælde
af ukorrekt anvendelse. Tag også hensyn
til de pågældende sikkerhedshenvisninger og instruktionerne i denne
brugsvejledning.
Bortskaffelse
Produktet kan bortskaffes sammen
med det almindelige
husholdningsaffald.

DanskDit medi teamønsker dig god bedring!
Bij reclamaties in verband met het
product, zoals beschadiging van het
weefsel of een verkeerde pasvorm,
neemt u rechtstreeks contact op met uw
medische vakhandel. Enkel ernstige
incidenten, die tot een ernstige
achteruitgang van degezondheidstoestand of tot de doodkunnen leiden, moeten aan de fabrikant
en de bevoegde autoriteit van delidstaat worden gemeld. Ernstige
incidenten zijn gedefinieerd in artikel 2,
nr. 65 van de Verordening (EU) 2017/745(MDR). Produktets sporbarhed er sikret
med UDI-koden.

Svenskamedi
PT control
wrapÄndamål
medi PT control är en ortos med
inställbara leder för korrigering och
fixering av knäskålens glidning.
Indikationer
Samtliga indikationer där det är
nödvändigt med en korrigering och/eller
avlastning samt fixering av knäskålens
glidning i fastställda rörelseområden,som t.ex.
• Efter patellaluxation (konservativt/
postoperativt)• Patellofemoralt smärtsyndrom• Vid lateral malalignment ochåtföljande knäinstabilitet• Efter retropatellär broskkirurgi
Kontraindikationer
Hittills inga kända
Risker / Biverkningar
Vid hårt åtsittande hjälpmedel kan
följden bli trycksår eller åtklämda
blodkärl och nerver. Därför ska du iföljande fall rådfråga din behandlande
läkare innan du använder produkten:• Sjukdomar eller skador som påverkar
huden i användningsområdet, framför
allt vid inflammatoriska tecken(överdriven värme, svullnad eller
rodnad).
• Sensoriska störningar eller cirkulationsrubbningar (t.ex. vid diabetes eller
kärlkramp)• Störningar av lymfflödet – även icke
entydiga svullnader av mjukdelar som
inte är i närheten av användningsområdet
Om de hjälpmedel som man använder

sitter åt för hårt kan det uppstå lokala
hudirritationer eller irritationer som
beror på mekanisk irritation av huden (isynnerhet vid svettning) eller
materialets sammansättning.
Patientgrupper som kommer i fråga
för utlämning
Sjukvårdspersonal lämnar ut
produkterna under deras ansvar utifrån
de tillgängliga måtten/storlekarna ochde nödvändiga funktionerna/indikationerna till vuxna och barn med
beaktande av tillverkarinformationen.
Inställning av flexions- ochextensionsbegränsning. Får endast
genomföras av en ortopedtekniker.
Extensionsbegränsningskilar(EXT, sträckningsbegränsning):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Flexionsbegränsningskilar (FLEX,
böjningsbegränsning):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Möjlighet för viloläge vid:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
För inställande av viloläge ska du först
placera extensionskilen på plats och
därefter motsvarande flexionskil. Den
mediala (inre) och laterala (yttre)
gradinställningen måste alltid vara
densamma.
1. I din knäortos finns 0° extensionskil
förinstallerat.
2. För att byta kilarna trycker duledskyddet på bakre sidan (se profil)utåt.
3. För att byta kilarna tar du ut
pincetten ur ledskyddet och drar med
denna helt enkelt kilarna framåt
(extension) resp. bakåt (flexion) ur
leden. Kilarna är märkta med „FLEX“
resp. „EXT“ och motsvarande
gradinställning. Övrigt särskiljandetecken är kilens färg. Extensionskilar
är silverfärgade och flexionskilar är
svarta. Skjut den nya kilen framifrån

Svenska(extension) resp. bakifrån (flexion) ileden så att märkningen „UP“överensstämmer på led och kil. Ettklick bekräftar att kilen är låst.
4. Rör ortosleden och kontrollera
kilarnas position. Klicka åter ipincetten i hållaren och fäst sedan
ledskydden samtidigt som
ledskyddets båda näsor på ledens
framsida hakar i och tryck sedan dit
skyddet på leden. Ett klick bekräftar
att det sitter fast.
Viktiga rådÄndra inte extensions- ochflexions­stoppen utan ordination av
läkare. För att undvika översträckningskall det alltid finns extensionskilar eller
0°-kilar monterade. Kilarna ger ortosen
exakt rätt rörelseomfång. Vid allvarliga
tillstånd i mjukdelarna kan det på
grund av mjukdelskompression varanödvändigt att sätta i en större kil för
att inskränka knärörelsen till önskatomfång. Kontrollera också att
ortosleden sitter i rätt läge: ledens
mitt skall ligga i höjd med överkanten
av knäskålen. Leden måste ligga
bakom benets sidomittlinje.
Anvisningar för påtagning• Öppna alla remmarna så att de inte är ivägen vid påtagningen av ortosen.
• Böj benet i 30 grader. Linda ortosen
bakifrån tätt om benet och stäng debåda kardborrebanden (bild 1).
• Se till så att knäskålen sitter centreradi patellaurtaget. Ortosens mittenled
bör nu ligga i höjd med knäskålens
övre kant och något bakom benets
sidomittlinje (bild 2).
• Stäng nu remmarna i denna
ordningsföljd:– Bakre underbensremmen (bild 3)– Bakre nedre lårbensremmen (bild 4)– Patellaremmarna så att patellan försinåt utifrån - se till så att
patellaluftkyddarna ligger på sidan

om patellan och inte trycker påpatellan framifrån (bild 5 + 6).
– Bakre övre lårbensremmen (bild 7)– Främre lårbensremmen (bild 8)– Främre underbensremmen (bild 9)• Gå om möjligt gärna ett par steg för att
ännu en gång kontrollera att ortosen
sitter riktigt. Rätta vid behov tillortosen på benet (bild 10).
Tvättråd
Förslut alla kardborrband före tvätt och
ta av skenorna. Tvålrester kan framkalla
hudirritation och materialförslitning.
Produkten kann användas i både sötoch
saltvatten.
• Tvätta produkten för hand,företrädesvis med medi clean
tvättmedel.
• Får ej blekas.
• Låt lufttorka.
• Får ej strykas.
• Får ej kemtvättas.


Förvaring
Förvara produkten torrt och utsätt den
inte för direkt solljus.

Materialsammansättning
Avional, Polyamid, Elastan, PU
Ansvar
Tillverkarens ansvar upphör vid en icke
avsedd användning. Observera även derespektive säkerhetsanvisningarna ochanvisningarna i den här bruksanvisningen.
Avfallshantering
Produkten kan kastas medhushållsavfall.Svenska

Ditt medi Teamönskar dig snabb bättring!
Vid reklamationer i samband med
produkten, till exempel vid skador ivävnaden eller fel i passformen, vänligen
kontakta din återförsäljare av
sjukvårdsprodukter. Endast allvarliga
företeelser som kan innebära enväsentlig försämring av hälsotillståndet
eller döden, bör anmälas till tillverkareneller den ansvariga myndigheten av
medlemsstaten. Allvarliga företeelser
definieras i artikel 2 nummer 65 av
direktivet (EU) 2017/745 (MDR). Det ärmöjligt att spåra produkten med hjälp
av den unika identifikationskoden.

Čeština

medi
PT control
wrap
Informace o účelu použití
medi PT control je ortéza snastavitelnými klouby ke korekci azajištění klouzání čéšky.

(především společně s pocením) nebosložením materiálu.
Zamýšlená skupina pacientů
Příslušníci zdravotnických profesíošetřují na základě měr/velikostí, které
mají k dispozici a potřebných funkcí/
indikací, dospělé a děti se zohledněním
informací výrobce ve své odpovědnosti.

Kontraindikace
Dosud nejsou známy

Nastavení omezení ohnutí a natažení.
Provádí pouze ortopedický technik.
Klíny k omezení natažení
(EXT, omezení extenze):0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Klíny k omezení ohnutí(FLEX, omezení flexe):0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°Možnost znehybnění při:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Ke znehybnění nejdříve vsaďte
příslušný klín k omezení natažení ohnutía poté odpovídající klín k omezení
ohnutí.
Mediální (vnitřní strana) a laterální(vnější strana) nastavení stupně musíbýt vždy shodné.

Rizika / Vedlejší účinky
V případě pevně utažených pomůcek
může dojít k místním otlakům nebo
stenóze cév nebo nervů. Proto bysteměli za následujících okolnostípoužívání konzultovat se svýmošetřujícím lékařem:• Onemocnění nebo poranění pokožky
v oblasti aplikace, především v případě
známek zánětu (nadměrné teplo, otok
nebo zarudnutí)• Poruchy citlivosti a prokrvování (např.
u diabetu, křečových žil)• Poruchy odtoku lymfy – rovněž
nejednoznačné otoky měkkých tkání
po stranách míst aplikacePři nošení přiléhavých pomůcek můžedocházet k místnímu podráždění kůže,příp. iritaci, které může být způsobeno
mechanickým drážděním pokožky

1. Ve vaší kolenní ortéze jsoupředinstalovány 0° extenzní klíny.
2. Je-li zapotřebí klíny vyměnit, odtlačte
kryt kloubu na zadní straně (viz profil)směrem ven.
3. Pro výměnu klínů vyjměte pinzetu
z krytu kloubu a klíny vytáhněte
pomocí této pinzety z kloubu směrem
dopředu (extenze), resp. dozadu(flexe). Klíny jsou vždy označeny
nápisem „FLEX“, resp. „EXT“ apříslušným nastavením úhlu kloubu
ortézy. Pro orientaci navíc slouží ibarva klínů. Extenzní klíny jsoustříbrné, flexní klíny pak černé. Novýklín vsuňte zepředu (extenze), resp.
zezadu (flexe) do kloubu, aby značky„UP“ na kloubu a klínu lícovaly.
Aretace klínu je dosaženo, ozve-li secvaknutí.

Indikace
Všechny indikace, u nichž je nutná
korekce a/nebo odlehčení a zajištění
klouzání čéšky v definovaných rozsazích
pohybu, jako je např.:• Po luxaci pately (konzervativní /pooperační)• Patelofemorální bolestivý syndrom• Při laterálním malalignmentu aprůvodní nestabilitě kolena• Po retropatelární chirurgii chrupavkyČeština

4. Pohybujte klouby ortézy azkontrolujte pozici klínů. Pinzetu
zacvakněte zpět do držáku a poté
upevněte kryty kloubů přichycením
zobáčků krytu kloubu na přední
stranu kloubu a poté přitlačením
krytu na kloub. Pevná pozice je
potvrzena cvaknutím.
Důležité pokyny
Omezení extenze a flexe změňte jen na
doporučení vašeho ošetřujícího lékaře.
Aby bylo zabráněno nadměrné extenzi,
musí být vždy použity extenzní výztuhy
nebo výztuhy 0°. Výztuhy určují přesný
rozsah pohybu ortézy. V případě těžkých
poměrů měkkých částí může být nutné,což je podmíněno kompresí měkkých
částí, aby byla použita větší výztuha,která omezí pohyb kolena na žádaný
rozsah. Dbejte také na správnou polohu
kloubu ortézy: Střed kloubu by měl ležet
ve výši horního okraje pately. Kloub musíbýt umístěn za boční středovou linii
nohy.
Návod k nasazení• Rozepněte všechny pásy, abynepřekážely při nasazování ortézy.
• Ohněte nohu do úhlu 30°. Oviňte
ortézu zezadu těsně kolem nohy azapněte oba suché zipy (obr. 1).
• Dbejte na to, aby se kolenní čéška
nacházela uprostřed čéškové mezery.
Středy kloubů ortézy by se mělynacházet ve výšce horní hrany kolenníčéšky a těsně za boční středovou linií
nohy (obr. 2).
• Nyní zapněte pásy v tomto pořadí:– zadní holenní pás (obr. 3)– zadní dolní stehenní pás (obr. 4)– Čéškové pásy, tak aby byla čéška
vedena zvenčí dovnitř – dbejte na to,aby vzduchový polštářek čéšky
přiléhal k čéšce z boku a netlačil na
ni zepředu (obr. 5 + 6).
– zadní horní stehenní pás (obr. 7)– přední stehenní pás (obr. 8)– přední holenní pás (obr. 9)• Pokud je to možné, ujděte několikkroků a znovu zkontrolujte správnou
pozici ortézy. V případě potřeby
upravte pozici ortézy na noze (obr. 10).
Pokyny k praníPřed praním uzavřete pásky na suchý
zip a odstraňte dlahy kloubu. Zbytkymýdla mohou způsobit podráždění kůžea vést k opotřebení materiálu.
• Výrobek perte v ruce a nejlépe zapoužití pracího prostředku medi clean.
• Nebělit
• Sušit na vzduchu.
• Nežehlit.
• Chemicky nečistit.

Pokyny pro skladováníVýrobek skladujte na suchém místě
chráněném před přímými slunečními
paprsky.

Materiálové složení
Avional, Polyamid, Elastan, PU
Ručení
Ručení výrobce zaniká při nesprávném
používání. Dodržujte také příslušné
bezpečnostní pokyny a instrukce v
tomto návodu k používání.
LikvidaceDosloužilý výrobek můžete
odstranit s komunálním odpadem.
Váš tým medi
Vám přeje rychlé uzdravení
V případě reklamací v souvislostis výrobkem, jako je například poškozeníúpletu nebo vady přiléhavosti, se prosímČeštinaobraťte přímo na svého
specializovaného prodejce
zdravotnických prostředků. Pouzezávažné nežádoucí příhody, které
mohou vést ke značnému zhoršení
zdravotního stavu nebo ke smrti, jetřeba nahlásit výrobci a příslušnému
úřadu členského státu. Závažné
nežádoucí příhody jsou definovány večlánku 2 č. 65 nařízení (EU) 2017/745(MDR). Zpětná vysledovatelnost výrobku
je zaručena kódem UDI.

Hrvatski

medi
PT control
warp
Namjenamedi PT control je ortoza s podesivim
zglobovima u svrhu korekcije iosiguranja putanje čašice.
Indikacije
Sve indikacije kod kojih je potrebna
korekcija i/ili rasterećenje i osiguranjeputanje čašice prema određenom
opsegu kretanja, kao npr.:• Nakon luksacije čašice (konzervativno/ postoperativno)• Patelo-femoralni sindrom• Kod lateralnog pomaka čašice teprateće nestabilnosti koljena• Nakon operacije hrskavice iza čašice
Kontraindikacije
Do danas nepoznate.
Rizici / NuspojaveMeđutim u pojedinačnim slučajevimamože doći do lokalnog osjećaja pritiska
ili do sužavanja krvnih žila ili živaca.
Stoga se u sljedećim okolnostima prije
uporabe posavjetujte sa svojim
liječnikom:• Kožne bolesti ili ozljede na području
primjene, posebno sa znakovima upale(pretjerano zagrijavanje, oticanje ilicrvenilo)• Osjetni i krvožilni poremećaji (npr.
dijabetes, varikozne vene)• Poremećaji odljeva limfne tekućine- također nezamjetne otekline mekih
dijelova izvan područja primjene
Kada nosite usko prianjajuća pomagala,može doći do lokalne iritacije kože, štose može pripisati mehaničkoj iritacijikože (posebno u vezi sa znojenjem) ili

sastavu materijala.
Predviđena skupina pacijenata
Zdravstveni radnici, sukladno svojoj
odgovornosti, pružaju njegu odraslima i
djeci na temelju raspoloživih dimenzija /veličina i potrebnih funkcija / indikacija,
vodeći računa o podacima proizvođača.
Podešavanje ograničenja fleksije iekstenzije. Izvršavati smije samo
ortopedski tehničar.
Klinovi za ograničavanje ekstenzije(EXT, ograničavanje ispružanja):0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Klinovi za ograničavanje fleksije(FLEX, ograničavanje savijanja):0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Mogućnost fiksiranja kod:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Za fiksiranje najprije umetnuti klin za
ekstenziju i nakon toga odgovarajući klin
za fleksiju. Medijalni (unutarnja strana) i
lateralni (vanjska strana) stupanj
podešavanja mora uvijek biti jednak.
1. Vaša ortoza za koljena namještena je
s kutom ekstenzije od 0°.
2. Za izmjenu klina pritisnite pokrov
zgloba na stražnjoj strani (vidi profil)prema van.
3. Za izmjenu klina uklonite pincetu iz
pokrova zgloba i jednostavno
povucite klin s ovim naprijed(ekstenzija) tj. natrag (fleksija) iz
zgloba. Klinovi su svaki označeni s„FLEX“ ili „EXT“ i odgovarajućim
stupnjem prilagodbe. Boja klinova
služi kao dodatan znak
prepoznavanja. Klin ekstenzije jesrebrn, klin fleksije je crn. Gurnite novi
klin sprijeda (ekstenzija) ili natrag(fleksija) u zglob, tako da se oznake„UP“ podudaraju na zglobu i klinu. Klik
potvrđuje blokiranje klina.
4. Pomaknite zglobove ortopedskog
pomagala i provjerite položaj klinova.
Kliknite pincetu natrag u konzolu, aHrvatski

zatim učvrstite pokrov zgloba, takošto ćete spojiti kvačice pokrova
zgloba na prednjoj strani zgloba, azatim pritisnuti pokrov na zglob. Klik
potvrđuje da je ortopedsko pomagalo
fiksirano.
Važne napomene
Ograničenja ekstenzije i fleksije
mijenjajte samo po uputi liječnika. Da bi
spriječili hiperekstenziju uvijek umetnite
klin od 0ľ ili ekstenzijske klinove. Klinoviodređuju točan opseg pokreta ortoze.
Kod teških stanja mekog tkiva npr. gdje
je meko tkivo pod pritiskom, može biti
potrebno umetnuti veće klinove da bi se
dobio željeni opseg pokreta. Dodatno,
provjerite da li je ortoza pravilno
postavljena: sredine zglobova ortoze bi
trebale biti u razini gornjeg ruba patele.
Zglobovi moraju biti postavljeni iza
srednje linije noge.
Upute za postavljanje• Otkopčajte sve kopče tako da neometaju postavljanje ortoze.
• Savijte nogu za otprilike 30°. Čvrsto
omotajte ortozu sa stražnje strane izatvorite obje čičak-trake (slika 1.).
• Pritom pazite da je čašica centrirana u
svom utoru. Zglobni dijelovi ortoze
moraju biti u ravnini s gornjim dijelomčašice koljena i odmah iza bočne linije
noge (slika 2.).
• Zatvorite trake sljedećim redom:– Stražnja traka za nogu (slika 3.)– Stražnja donja bedrena traka(slika 4.)– Traka za čašicu tako da je čašica
izvedena izvana prema unutra pazite da se zračni jastučići za čašicu
nalaze bočno na čašici, a ne isprednje (slika 5.+6.).
– Stražnja gornja bedrena traka (slika 7.)– Prednja bedrena traka (slika 8.)– Prednja traka za nogu (slika 9.)• Ako je moguće, potrčite da biste
isprobali dobru podešenost ortoze. Ako

je potrebno, namjestite podešenost
ortoze na nozi (slika 10.).
Upute za održavanje
Molimo zatvorite čičak prije pranja iuklonite šinu zgloba. Ostaci sapuna,krema ili masti mogu izazvati iritacijekože i trošenje materijala.
• Proizvod perite ručno, po mogućnosti
sredstvom za pranje medi clean.
• Ne izbjeljivati.
• Sušiti na zraku.
• Ne glačati.
• Ne čistiti kemijski.

Upute za skladištenjeČuvati na suhom mjestu, zaštićeno od
svjetlosti.

Sastav materijala
Avional, poliamidno, elastansko vlakno,
PU
Jamstvo
Jamstvo proizvođača prestaje važiti uslučaju nenamjenske uporabe. Pri tome
slijedite i odgovarajuće sigurnosne
napomene i instrukcije u ovim uputama
za uporabu.
Zbrinjavanje
Proizvod se može odložiti skućanskim otpadom.
Vaš medi Teamželi Vam brzo ozdravljenje.
U slučaju reklamacija vezanih uz
proizvod, poput oštećenja u materijalu
ili ako vam ne pristaje, obratite se
izravno svom dobavljaču medicinskih
proizvoda. Samo ozbiljni slučajevi, koji biHrvatski

mogli dovesti do značajnog narušavanja
zdravlja ili smrti, moraju se prijaviti
proizvođaču i nadležnom tijelu države
članice. Teški slučajevi definirani su učlanku 2. stavku 65. Uredbe (EU)2017/745 (MDR). Sljedivost proizvoda
osigurava se UDI šifrom.

Русский

medi
PT control
wrapНазначение
medi PT control – это ортез срегулируемыми шарнирами длякорректировки и обеспечения
скольжения коленной чашечки.
ПоказанияВсе показания, при которых
необходимы коррекция и/или снятие
нагрузки с коленной чашечки, а также
обеспечение движения коленной
чашечки в определенных пределах,например:• После вывиха коленной чашечки
(консервативное,послеоперационное лечение)• Пателлофеморальный болевой
синдром
• При латеральном смещении исопутствующей нестабильности
колена
• После хирургии хрящевой ткани приретропателлярном артрозе
ПротивопоказанияДо настоящего времени не выявлены.
Риски / Побочные эффектыПри плотном прилегании
вспомогательных средств может
произойти местное сдавливание илисужение кровяных сосудов илинервов. Поэтому обязательно
консультируйтесь со своим лечащим
врачом при следующих
обстоятельствах:• Заболевания или повреждения кожив области применения, прежде всегопри воспалительных симптомах
(сильный нагрев, опухание илипокраснение)• Нарушение чувствительности икровообращения (например придиабете, расширении вен)• Нарушения лимфооттока – а также
неоднозначные опухания мягких
тканей за пределами области
применения
Ношение тесно прилегающих
вспомогательных средств может
привести к появлению местных
раздражений кожи, причиной которых
может быть механическое
раздражение кожи (прежде всего всочетании с потоотделением) илисостав материала.
Предусмотренная группа пациентов
Представители медицинских
профессий под собственную
ответственность на основании
доступных мер/величин инеобходимых функций/показаний
оказывают медицинскую помощь
взрослым и детям с учетом
информации производителя.
Установка диапазонов сгибания/разгибания
Вкладыш для ограничения разгибания,EXT: 0°, 10°, 20°,30°, 45°Вкладыш для ограничения сгибания,FLEX:
0°, 10°,20°,30°,45° ,60°, 75°,90°Возможна иммобилизация подуглами:0°,10°,20°,30°, 45°
Для иммобилизации ортеза сначала
установите вкладыши для ограничения
разгибания, а затем аналогичные
вкладыши для ограничения сгибания.
Углы иммобилизации на обоих
шарнирах ортеза должны одинаковыми.
1. В коленном ортезе предварительно
настроены вкладыши разгибания
0°.
2. Чтобы заменить вкладыши, удалите
крышку шарнира, надавив на ееРусский

заднюю сторону (см. рисунок) понаправлению наружу.
3. Для замены вкладышей выньте изкрышки шарнира пинцет и с егопомощью просто вытяните
вкладыши из шарнира понаправлению вперед (разгибание)или назад (сгибание). Вкладыши
обозначены, соответственно, «FLEX»(сгиб.) и «EXT» (разгиб.) с указанием
соответствующего настроенного
угла. Дополнительным
отличительным признаком является
цвет вкладышей. Вкладыши
разгибания серебристые, авкладыши сгибания черные.
Вставьте новый вкладыш в шарнир
спереди (разгибание) или сзади
(сгибание), чтобы метки «UP» нашарнире и вкладыше совпадали.
Щелчок свидетельствует о том, чтовкладыш зафиксирован.
4. Повращайте шарниры ортеза ипроверьте положение вкладышей.
Поместите пинцет обратно в зажимдля него (должен раздаться щелчок),после этого закрепите крышки
шарниров таким образом, чтобыоба выступа на крышке былизафиксированы на передней
стороне шарнира, затем прижмите
крышку к шарниру. Щелчок
свидетельствует о том, что крышка
надежно закреплена.
Важные замечания
Диапазон разгибания и сгибания
можно изменять только порекомендации врача. Дляпредотвращения переразгибания вколенном суставе всегда вставляйте
вкладыши для разгибания иливкладыши с обозначением 0°.
Вкладыши точно задают объем
движений ортеза. При осложнениях,связанных с состоянием мягких
тканей (например, при их сдавлении)может потребоваться вкладыш сбольшим значением угла. Убедитесь втом, что шарнирные механизмы
расположены правильно: их центры
должны размещаться на уровне
верхнего края надколенника.
Шарнирные механизмы так жедолжны размещаться позади отбоковой оси конечности.
Инструкция по наложению
• Расстегните все ремни, чтобы онине препятствовали наложению
ортеза.
• Согните ногу под углом 30°. Тугооберните ортез вокруг ноги сзади изастегните обе застежки-липучки
(рис. 1).
• Следите за тем, чтобы коленная
чашечка располагалась по центру
специально предназначенного длянее углубления. Середина шарнира
ортеза должна находиться на высоте
верхнего края коленной чашечки истрого позади средней линии побокам ноги (рис. 2).
• Затяните ремни в следующей
последовательности:– задний ремень на голени (рис. 3);– задний нижний ремень на бедре
(рис. 4);– ремни на коленной чашечке,чтобы направлять коленную
чашечку по направлению снаружи
внутрь – следите за тем, чтобы
воздушная подушка для коленной
чашечки прилегала к коленной
чашечке сбоку и не прижимала ееспереди (рис. 5 + 6);– задний верхний ремень на бедре
(рис. 7);– передний ремень на бедре
(рис. 8);– передний ремень на голени
(рис. 9);• По возможности пройдите несколько
шагов и еще раз проверьте
правильность установки ортеза. Принеобходимости поправьте положение

Русский

ортеза на ноге (рис. 10).
Рекомендации по уходу
Перед стиркой застегните застежкилипучки и удалите шарнирные шины.
Остатки мыла могут вызвать
раздражение кожи и способствовать
износу материала.
• Стирайте изделие вручную.
• Не отбеливать.
• Сушите на воздухе.
• Не гладьте.
• Не подвергать химической чистке.

Инструкция по хранению
Хранить в сухом месте,предохранятьот воздействия прямого солнечного
света.

Материалы
Avional, Полиамид, Эластан, PUОтветственностьПри использовании изделия не поназначению производитель не несет
никакой ответственности. Также
соблюдайте указания по безопасностии предписания, приведенные в этойинструкции.
Утилизация
Изделие можно утилизировать
вместе с бытовыми отходами.
Ваша компания mediжелает Вам скорейшего
выздоровления!

Türkçe

medi
PT control
wrap
Kullanım amacı
medi PT control, patella kayma yolunu
düzeltmek ve korumak için eklemleri
ayarlanabilen bir ortezdir.
Endikasyonlar
Tanımlı hareket kapsamlarında patella
kayma yolunun düzeltilmesi ve/veya
yükünün alınması ve korunması gereken
tüm endikasyonlar, örneğin:• Patella çıkığından sonra (konservatif /postoperatif)• Patellofemoral ağrı sendromu• Lateral kaymada ve eşlik eden diz
instabilitesinde• Retropatellar kıkırdak cerrahisinden
sonra
KontrendikasyonlarŞu ana kadar bilinmiyor
Riskler / Yan etkiler
Ancak yardımcı aletler sıkı olduğunda,
yerel basınç belirtileri veya damar ya dasinirlerin daralması görülebilir. Bu
nedenle aşağıdaki durumlarda
uygulama öncesinde tedavi eden
doktorla görüşmeniz önerilir:• Uygulama bölgesinde cilt hastalığı
veya yaralanması var ise (ör. fazlaısınma, şişme veya kızarma gibi
iltihaplanma göstergeleri olduğunda)• Bacaklarda duyu kaybı ve dolaşım
bozuklukları (örn. diyabet
hastalarında, varislerde)• Lenf drenajı rahatsızlıkları veuygulama alanının dışında kalanyumuşak dokularda belirgin olmayanşişmeler

Ancak yardımcı aletler sıkı olduğunda,
ciltte cildin mekanik olarak tahriş olması
sonucunda veya malzemeninbileşeninden kaynaklanan, (özellikle teroluşmasıyla bağlantılı olarak) yereltahrişler veya iritasyonlar görülebilir.
Öngörülen hasta grubuSağlık mesleklerinde çalışanlar,üreticinin bilgilerini dikkate alarakyetişkin ve çocuklara, kullanıma sunulanölçüler/boylar ve gerekli fonksiyonlar/
endikasyonlar yardımıyla ve kendi
sorumlulukları altında bakar.
Fleksiyon ve ekstansiyon
sınırlamalarının ayarlanması.
Sadece ortopedi teknikeri tarafından
yapılmalıdır
Ekstansiyon sınırlama kamaları, EXT(germe sınırlaması)
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Fleksiyon sınırlama kamaları, FLEX
(bükme sınırlaması)
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°İmmobilizasyon imkanı:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°İmmobilizyon için lütfen ilk önceekstansiyon kamasını ve sonra ilgili
fleksiyon kamasını yerleştiriniz.
Medial (iç taraf) ve lateral (dış taraf)
derece ayarı daima aynı olmalıdır.
1. Dizliğinize önceden “0’lik ekstansiyon
kamaları takılmıştır.
2. Kamaları değiştirmek için eklemkapağını arkaya doğru bastırarak(profile bakınız) çıkarın.
3. Kamaları değiştirmek için eklemkapağından pensi çıkarın ve bu pensi
kullanarak kamaları önden
(ekstansiyon/genişletme) veya
arkadan (fleksiyon/büzme) eklemdençekip çıkarın. Kamaların üzerinde„FLEX“ veya „EXT“ kısaltmalarıyla
birlikte ilgili derece ayarı yazılıdır.
Bunun dışında kamaları ayırt etmekiçin kamaların rengi kullanılır.

Türkçe

Genişletme kamaları gümüş, büzme
kamalarıysa siyahtır. Yeni kamayıönden (genişletme) veya arkadan(büzme) ekleme sokun, bu esnada
eklem üzerindeki “UP” işaretinin ve
kamanın uyumlu olmasına dikkat
edin. Bir klikle kama kilitlenir.
4. Ortez eklemlerini hareket ettirin ve
kamaların pozisyonunu kontrol edin.
Pensi tekrar kancalarına takın ve dahasonra eklem kapağındaki iki mandalı
eklemin ön kısmına tutturarak vekapağı eklem üzerine bastırarak bunu
sabitleyin. Bir klikle tam oturaklılıksağlanır.
Önemli bilgi
Ekstansiyon ve fleksiyon sınırlamalarını
sadece tedavi eden doktorunuzun
talimatı doğrultusunda değiştiriniz.
Hiperekstansiyonu önlemek için daima
ekstansiyon kamaları ya da 0° kamaları
yerleştirilmiş olması gerekir. Kamalarortezin tam hareket yarı çapını belirler.
Yumuşak dokularda sorun olması
durumunda yumuşak doku kompres­yonundan dolayı diz hareketlerinin arzu
edilen yarıçapa sınırlandırılması içindaha büyük bir kama yerleştirilmesi
gerekli olabilir. Ortez eklemlerinin doğru
konumuna dikkat ediniz. Eklemlerin
ortası diz kapağının üst kenarı
düzeyinde bulunmalıdır. Ekleminpozisyonu bacağın yan orta hattınınarkasında bulunmalıdır.
Kullanım talimatı• Dizliği kolayca giymek için tümkayışları açın.
• Bu esnada bacağınızı 30° bükün. Dizliği
arkadan bacağınıza sıkıca sarın ve iki
cırt cırt kilidini kapatın (resim 1).
• Diz levhasının Patella girintisini
ortalamasına dikkat edin. Dizliğin
eklem ortakları diz levhasının üst
kenarıyla aynı yükseklikte ve bacağın
yan orta çizgisinin neredeyse arkasına(resim 2) denk gelmelidir.

• Şimdi kayışları şu sırayla kapatın.
– Arka alt baldır kayışı (resim 3)– Arka alttaki üst baldır kayışı (resim 4)– Patella kayışları, bu esnada Patelladışarıdan içe geçirilmelidir, Patellahava yastığının Patella’nın kenarına
dayanmasına ve Patella’ya önden
bası yapmamasına dikkat edin
(resim 5 + 6).
– Arka üstteki üst baldır kayışı
(resim 7)– Ön üst baldır kayışı (resim 8)– Ön alt baldır kayışı (resim 9)• Mümkünse birkaç adım koşun ve
dizliğin düzgün oturup oturmadığını
tekrar kontrol edin. Gerekirse dizliğin
bacaktaki pozisyonunu düzeltin(resim 10).
Bakım önerileri
Cırtlı bantlı kapakları yıkamadan öncebunları kapatın ve eklemli rayları çıkarın.
Sabun artıkları cilt tahrişleri ve malzemeaşınmasına yol açabilir.
• Ürünü tercihen medi clean deterjanı ile
elle yıkayın.
• Beyazlatıcı kullanmayın• Havada kurumaya bırakın• Ütülemeyin.
• Kimyasal temizliğe vermeyin.

Saklama
Lütfen ortezi kuru bir ortamda
saklayınız ve doğrudan güneş ışığından
koruyunuz.

Materyal
Avional, Polyamit, elastandanoluşmaktadır, PU
Sorumluluk
Uygunsuz kullanım sonucu doğabilecek

Türkçe

durumlardan imalatçı sorumlu
tutulamaz. Bu nedenle, ilgili güvenlik
uyarılarını ve bu kullanım kılavuzundaki
talimatları mutlaka göz önünde
bulundurun.
Atığa ayırmaÜrünü ev çöpü üzerinden atığa
ayırabilirsiniz.
medi Ekibiniz
size acil şifalar diler!

Polskimedi
PT control
wrap
Przeznaczenie
medi PT control to orteza z
regulowanymi przegubami do korekcji izabezpieczenia zakresu prowadzenia
rzepki.
Wskazania
Wszystkie wskazania, w których
wymagana jest korekcja i/lub odciążenie
i zabezpieczenie rzepki w określonym
zakresie ruchomości, jak np.:
• Po zwichnięciu rzepki (zachowawczo/
pooperacyjnie)• Zespół bólowy rzepkowo-udowy• Przy przemieszczeniu w płaszczyźnie
bocznej i towarzyszącej niestabilności
kolana• Po operacyjnym leczeniu chrząstki
stawowej na tylnej powierzchni rzepki
Przeciwwskazania
W chwili obecnej nie znane.
Zagrożenia / Skutki uboczne
W przypadku ciasno przylegających
środków pomocniczych może dojść domiejscowych objawów ucisku lubściśnięć naczyń krwionośnych lub
nerwów. Dlatego przed użyciem ortezynależy skonsultować się z lekarzem
prowadzącym leczenie w razienastępujących dolegliwości:• Choroby lub uszkodzenia skóry
w miejscu stosowania, przede
wszystkim przy objawach zapalenia(nadmierne ocieplenie, obrzęk lub
zaczerwienienie)• Zaburzenia czucia i ukrwienia nóg (np.
przy cukrzycy, żylakach)• Zaburzenia chłonki – jak również

niejednoznaczne obrzęki miękkichczęści poza obszarem stosowania
W przypadku noszenia ciasno
przylegających środków pomocniczych
może dojść do miejscowych podrażnień
skóry, wynikających z mechanicznego
uszkodzenia skóry (przede wszystkim wzwiązku z potliwością) lub składu
materiałowego.
Docelowa grupa pacjentów
Pracownicy służby zdrowia opatrują
osoby dorosłe i dzieci na własną
odpowiedzialność, kierując siędostępnością konkretnych rozmiarów/
wielkości oraz niezbędnymi funkcjami/
wskazaniami, uwzględniając przy tym
informacje udzielone przez producenta.
Ustawianie ograniczników
fleksyjnych i ekstensyjnych. Wyknoać
to moźe tylko technik ortopedyczny.
(dokonuje wyłącznie technik
ortopedyczny)
Kliny ekstensyjne ograniczające, EXT(ograniczenie możliwości wydłużenia):
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Kliny fleksyjne ograniczające, FLEX
(ograniczenie możliwości zgięcia):0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°Możliwość unieruchomienia przy:0°, 10°, 20°, 30°, 45°
W celu unieruchomienia należy najpierw
ustawić klin ekstensyjny a następnie
odpowiedni klin fleksyjny. Kąt części
środkowej (po stronie wewnętrznej) i kątczęści bocznej (po stronie zewnętrznej)
musi być zawsze taki sam. i lateralni(vanjska strana) stupanj podešavanja
mora uvijek biti jednak.
1. W tej ortezie stawu kolanowego
zamontowano kliny rozciągu okącie 0°.
2. Aby wymienić kliny, należy nacisnąć
osłonę przegubu z tyłu (patrz profil)w kierunku na zewnątrz.
3. Aby wymienić kliny, należy wyjąć

Polskipęsetę z osłony przegubu i wyciągnąć
nią kliny z przegubu, wykonując ruchdo przodu (Extension) lub do tyłu
(Flexion). Kliny są oznaczone napisem„FLEX” lub „EXT” i posiadają
odpowiedni kąt. Dodatkową
właściwością ułatwiającą
rozróżnienie klinów jest ich kolor.
Kliny rozciągu są srebrne, a zgięcia
czarne. Wsunąć do przegubu nowy
klin z przodu (Extension) lub z tyłu
(Flexion) w taki sposób, aby
odpowiadały sobie oznaczenia „UP”
na przegubie i klinie. Kliknięcie
potwierdza zablokowanie klina.
4. Poruszać przegubami ortezy i
sprawdzić położenie klinów. Pęsetę
umieścić z powrotem w uchwycie, anastępnie zamocować osłony
przegubu, zahaczając oba zatrzaski
osłony przegubu w przedniej części
przegubu i dociskając osłonę do
przegubu. Kliknięcie potwierdza
prawidłowe osadzenie.
Ważna wskazówka
Ograniczenia prostowania i zginania
zmieniać tylko na zalecenie lekarza.
W celu uniknięcia nadmiernego
prostowania, należy zawsze stosować
kliny prostowania albo też kliny 0°.
Kliny nadają ortezie dokładny kąt
ruchu. W przypadku trudnych sytuacjiczęści miękkich może, w zależności
od kompresji części miękkich, byćkonieczne zastosowanie większego
klina, w celu ograniczenia ruchu kolana
do żądanego kąta. Należy zwrócićuwagę na prawidłową pozycję
przegubów ortezy. Środek przegubów
powinien leżeć na wysokości górnej
krawędzi rzepki. Przegub musi byćwypozycjonowany za boczną linią
środkową nogi.
Zakładanie• Rozpiąć wszystkie paski, tak aby nie
utrudniały zakładania ortezy.

• Ugiąć nogę do pozycji pod kątem 30°.
Ortezę mocno owinąć wokół nogi izapiąć obydwa paski z rzepami(Rysunek 1).
• Zwrócić uwagę, aby rzepka kolana
znajdowała się w pozycji centralnej wwyżłobieniu na rzepkę. Środki
zginaczy ortezy powinny znajdować
się na wysokości górnej krawędzi
rzepki kolana i nieznacznie z tyłu za
boczną linią symetrii nogi (Rysunek 2).
• Paski zapiąć w następującej kolejności:– tylny pasek podudzia (Rysunek 3);– tylny dolny pasek udowy(Rysunek 4);– paski na rzepkę, tak aby rzepka byławyprowadzona z zewnątrz dowewnątrz – zwrócić uwagę, aby
poduszki powietrzne przylegały z
boku do rzepki i nie naciskały zprzodu na rzepkę (Rysunki 5 i 6);– tylny górny pasek udowy(Rysunek 7);– przedni pasek udowy (Rysunek 8);– przedni pasek podudzia (Rysunek 9).
• Jeżeli to możliwe, przebiec paręmetrów i ponownie sprawdzić
prawidłowe osadzenie ortezy. W razie
potrzeby skorygować osadzenie ortezyna nodze (Rysunek 10).
Wskazówki dotyczące pielęgnacji
Przed praniem należy pamiętać ozapięciu mocowania na rzep i wyjęciu
szyny z przegubem. Resztki detergentumogą powodować podrażnienia skóry
oraz uszkadzać materiał.
• Do prania produktu używać najlepiejśrodka medi clean. Zalecane pranieręczne.
• Nie wybielać.
• Suszyć na powietrzu.
• Nie prasować.
• Nie czyścić chemicznie.

PolskiPrzechowywanie
Produktów należy przechowywać w
suchym miejscu i chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.

Skład materiału
Avional, poliamid, elastan, PU
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność producenta wygasa
w przypadku zastosowania niezgodnegoz przeznaczeniem. Należy również
uwzględniać odnośne wskazówki
bezpieczeństwa i informacje zawarte w
niniejszej instrukcji eksploatacji.
Utylizacja
Produkt można zutylizować zodpadami z gospodarstwa
domowego.
Pracownicy firmy mediżyczą szybkiego powrotu do zdrowia!
W przypadku reklamacji w związku
z produktem, na przykład uszkodzenia
dzianiny lub niewłaściwego
dopasowania, należy skontaktować się
bezpośrednio z odpowiednim
sprzedawcą sprzętu medycznego.
Producentowi i odpowiednim władzom
kraju członkowskiego należy zgłaszać
jedynie poważne incydenty, które mogądoprowadzić do znaczącego
pogorszenia stanu zdrowia lub dośmierci. Poważne incydenty
zdefiniowano w artykule 2 pkt. 65
rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie
wyrobów medycznych.
Identyfikowalność produktu jest
gwarantowana za pośrednictwem
kodu UDI.

Ελληνικαmedi
PT controlwrapΕνδεδειγμένη χρήση
Το medi PT control είναι ένα ορθωτικό
μηχάνημα με ρυθμιζόμενες αρθρώσεις
για την αποκατάσταση και ασφάλιση τηςκύλισης της επιγονατίδας.
Ενδείξεις
Όλες οι ενδείξεις, όπου απαιτείται
διόρθωση και/ή αποφόρτιση καιασφάλιση της κύλισης της επιγονατίδας
σε καθορισμένα εύρη κίνησης, όπως π.χ.:• Μετά από εξάρθρωση της επιγονατίδας
(συντηρητικά / μετεγχειρητικά)• Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου
• Σε πλάγια αστάθεια και παράλληληαστάθεια του γονάτου
• Μετά από επιγονατιδομηριαία
χειρουργική χόνδρωνΑντενδείξεις
Προς στιγμή δεν υπάρχουν γνωστές
αντενδείξεις.
Κίνδυνοι / ΠαρενέργειεςΕάν τα βοηθήματα είναι πολύ σφιχτά,μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις ναπαρουσιαστεί αίσθημα πίεσης ή στένωση
των αιμοφόρων αγγείων ή των νεύρων. Γι’αυτό, στις κάτωθι περιπτώσεις θα πρέπει
να συμβουλεύεστε τον θεράποντα ιατρό
σας, πριν από τη χρήση:• Παθήσεις ή τραυματισμοί του δέρματοςστην περιοχή εφαρμογής, κυρίως μεενδείξεις φλεγμονής (υπερβολική
θερμότητα, οίδημα ή ερυθρότητα)• Αισθητικές και κυκλοφορικές
διαταραχές (π.χ. σε περίπτωση διαβήτη,κιρσών)• Διαταραχές λεμφικής αποχέτευσης
– επίσης μη σαφή οιδήματα τωνμαλακών μορίων μακριά από τηνπεριοχή εφαρμογής
Κατά τη χρήση βοηθημάτων με στενή
εφαρμογή, ενδέχεται να προκληθούν
τοπικοί δερματικοί ερεθισμοί, οι οποίοι
οφείλονται σε έναν μηχανικό ερεθισμό
του δέρματος (κυρίως σε συνδυασμό μεεφίδρωση) ή στη σύνθεση του υλικού.
Προοριζόμενη ομάδα ασθενών
Επαγγελματίες του κλάδου υγείας
φροντίζουν με ιδία ευθύνη, με τη βοήθεια
των διαθέσιμων διαστάσεων/μεγεθών καιτων απαιτούμενων λειτουργιών/ενδείξεων,ενήλικες και παιδιά λαμβάνοντας υπόψητις πληροφορίες του κατασκευαστή.
Ρύθμιση ορίων κάμψης και έκτασης.
Nα εκτελείтαι μoνο απo ορθοπεδικoτεχνίτη.
Σφήνες περιορισμού έκτασης
(Περιορισμός έκτασης)
0°, 10°, 20°, 30°, 45°Σφήνες περιορισμού κάμψης
(Περιορισμός κάμψης) 0°, 10°, 20°,30°, 45°, 60°, 75°, 90°Δυνατότητα ακινητοποίησης σε:0°, 10°, 20°, 30°, 45°Η εσωτερική (εσωτερική πλευρά) και ηεξωτερική (εξωτερική πλευρά) ρύθμιση
γωνιών πρέπει να είναι πάντα ίδια.
1. Στο ορθωτικό μηχάνημα γονάτου
έχουν προεγκατασταθεί σφήνες
έκτασης 0°.
2. Για να αντικαταστήσετε τις σφήνες,πιέστε το κάλυμμα της άρθρωσης απότην πίσω πλευρά (βλ. σχήμα προφίλ)για να το εξαγάγετε.
3. Για να αλλάξετε τις σφήνες, αφαιρέστετις λαβίδες από το κάλυμμα τηςάρθρωσης και χρησιμοποιήστε τις γιανα τραβήξετε τις σφήνες εύκολα απότην μπροστινή (έκταση) ή την πίσωπλευρά (κάμψη) της άρθρωσης. Οισφήνες φέρουν αντίστοιχα την ένδειξη
„FLEX“ ή „EXT“ και την κατάλληληένδειξη ρύθμισης κλίσης. Επίσης, τοΕλληνικαχρώμα των σφηνών συμβάλλει στηδιάκριση. Οι σφήνες έκτασης έχουν
ασημί χρώμα, ενώ οι σφήνες κάμψης
μαύρο. Ωθήστε τη νέα σφήνα από τηνμπροστινή (έκταση) ή την πίσω πλευρά
(κάμψη) στην άρθρωση έτσι ώστε οιενδείξεις „UP“ στο σύνδεσμο και τησφήνα να συμπίπτουν. Ένα κλικεπιβεβαιώνει ότι η σφήνα κλείδωσεστη θέση της.
4. Μετακινήστε την ορθωτική άρθρωση
και ελέγξτε τη θέση των σφηνών.
Κουμπώστε τις λαβίδες ξανά στοπλαίσιο στήριξης και προσαρτήστε τακαλύμματα άρθρωσης έτσι ώστε οι δύογλωττίδες του καλύμματος άρθρωσης
να ασφαλίσουν στην μπροστινή πλευράτης άρθρωσης και, κατόπιν, ωθήστε τοκάλυμμα προς την άρθρωση. Ένα κλικεπιβεβαιώνει τη σταθερή εφαρμογή
τους.
Σημαντική υπόδειξηΤροποποίηση του νάρθηκα απαγωγής
μόνο σύμφωνα με τις συστάσεις τουθεράποντος γιατρού σας.
Προς αποφυγή υπερέκτασης πρέπει ναείναι πάντα τοποθετημένες σφήνες
έκτασης ή σφήνες 0°. Οι σφήνες
προσδιορίζουν την σωστή ακτίνα κίνησης
του ορθωτικού μηχανήματος. Σεπερίπτωση δυσχερών συνθηκών τωνμαλακών μορίων μπορεί, ανάλογα με τηνσυμπίεση των μαλακών μορίων, ναχρειαστεί η χρήση μεγαλύτερης
σφήνας,προς περιορισμό της κίνησης τουγόνατου εντός των πλαισίων τηςεπιθυμούμενης ακτίνας. Προσέξτε τησωστή θέση της ορθωτικής άρθρωσης:Η μέση των αρθρώσεων να βρίσκεται στούψος του επάνω άκρου της επιγονατίδας.
Η άρθρωση να βρίσκεται πίσω από τηνπλευρική μέση γραμμή του σκέλους.
Οδηγίες εφαρμογής• Ανοίξτε όλες τις ζώνες, προκειμένου ναμην εμποδίζουν στην εφαρμογή τουορθωτικού μηχανήματος.

• Λυγίστε το πόδι σας, ώστε να βρίσκεται
σε γωνία κάμψης περίπου 30°. Τυλίξτετο ορθωτικό μηχάνημα από πίσω καιγύρω από το πόδι και κλείστε τις δύοζώνες τύπου βέλκρο (εικ. 1).
• Φροντίστε ώστε η επιγονατίδα ναβρίσκεται στο κέντρο της εγκοπής τουνάρθηκα επιγονατίδας. Το μέσο τωνμεντεσέδων του ορθωτικού
μηχανήματος πρέπει να βρίσκεται στούψος του επάνω άκρου τηςεπιγονατίδας και ακριβώς πίσω από τηνκεντρική γραμμή του ποδιού (εικ. 2).
• Στη συνέχεια κλείστε όλες τις ζώνες μετην εξής σειρά:– Πίσω ζώνη κνήμης (εικ. 3)– Πίσω κάτω ζώνη μηρού (εικ. 4)– Ζώνες επιγονατίδας, έτσι ώστε ηεπιγονατίδα να οδηγείται από μέσαπρος τα έξω - το μαξιλάρι αέρος τηςεπιγονατίδας πρέπει να ακουμπά τηνεπιγονατίδα στο πλάι και όχι να τηνπιέζει από μπροστά (εικ. 5 + 6).
– Πίσω άνω ζώνη μηρού (εικ. 7)– Μπροστινή ζώνη μηρού (εικ. 8)– Μπροστινή ζώνη κνήμης (εικ. 9)• Εάν είναι δυνατόν, κάντε μερικά βήματα
και ελέγξτε ξανά τη σωστή θέση τουορθωτικού μηχανήματος. Διορθώστε τηθέση του ορθωτικού μηχανήματος στοπόδι, εφόσον χρειάζεται (εικ. 10).
Υποδείξεις πλύσης
Πριν από πλύσιμο κλείστε τουςσυνδέσμους τύπου βέλκρο καιαποσυνδέστε τα αρθρωτά στηρίγματα.
Τα κατάλοιπα του σαπουνιού μπορούν ναπροκαλέσουν δερματικούς ερεθισμούς
και φθορά του υλικού.
• Πλύνετε το προϊόν στο χέρι, κατάπροτίμηση με το καθαριστικό medi
clean.
• Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό• Στεγνώνετε στον αέρα.
• Μην σιδερώνετε.
• Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.

ΕλληνικαΥπόδειξη για την φύλαξη
Παρακαλούμε να φυλάξετε το ορθωτικό
μηχάνημα σε στεγνό μέρος καιπροστατέψτε το από άμεση ηλιακή
ακτινοβολία.

Υλικό
Avional, Πολυαμίδη, σπάντεξ, PUΕυθύνη
Η ευθύνη του κατασκευαστή παύει σεπερίπτωση μη ορθής χρήσης. Προσέχετε,επίσης, τις αντίστοιχες υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες στις παρούσες
οδηγίες χρήσης.
ΑπόρριψηΜπορείτε να απορρίψετε τοπροϊόν μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα.Η ομάδα mediσας εύχεται περαστικά
Σε περίπτωση παραπόνων σε σχέση με τοπροϊόν, όπως παραδείγματος χάριν
βλάβες στο πλεκτό ύφασμα ήελαττώματα στην εφαρμογή,απευθυνθείτε απευθείας στον ιατρικό
σας προμηθευτή. Μόνο σοβαρά
περιστατικά, που μπορεί να οδηγήσουν
σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασηςτης υγείας ή σε θάνατο, θα πρέπει ναγνωστοποιούνται στον κατασκευαστή καιστην αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους.
Τα σοβαρά περιστατικά ορίζονται στοΆρθρο 2 Αρ. 65 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/745 (MDR - Κανονισμός για ταιατροτεχνολογικά προϊόντα). Ηιχνηλασιμότητα του προϊόντος
.
διασφαλίζεται με τον κωδικό UDI‫عربي‬‫تكوين المواد‬‫أفونيال‪ ،‬بولي أميد‪ ،‬إيالستان‪ ،‬بولي يوريثان‪.‬‬‫المسؤولية‬‫تصبح مسؤولية المصنِّع الغية في حال‬‫استخدام المنتج لغير الغرض المعد له‪ .‬يرجى‬‫الرجوع إلى معلومات وتعليمات السالمة‬‫الواردة في هذا الدليل‪.‬‬‫التخلص من المنتج‬‫يمكنك التخلص من المنتج برميه في‬‫سلة المهمالت المنزلية ‪.‬‬‫فريق ‪medi‬‬‫يتمنى لك الشفاء العاجل!‬‫عربي‬‫االنثناء أسود اللون‪ .‬ادفع اإلسفين الجديد‬‫من األمام (المد) و‪/‬أو الخلف (االنثناء) في‬‫المفصل بحيث تكون عالمة «‪ »UP‬متطابقة‬‫على اإلسفين والمفصل‪ .‬وبسماع صوت‬‫طقة ستتأكد من إقفال اإلسفين‪.‬‬‫‪ .4‬حرك مفصل الركبة لتتحقق من وضعية‬‫األسافين‪ .‬انقر على الملقط مرة أخرى في‬‫الحامل ثم أ ِّمن أغطية المفاصل بحيث‬‫تكون مقدمتا غطاء المفصل مربوطتين‬‫بالجزء األمامي من المفصل ثم اضغط على‬‫الغطاء على المفصل‪ .‬وبسماع صوت طقة‬‫تتأكد من ثبات وضعيتها‪.‬‬‫مالحظة هامة‬‫ال تعدل حدي المد واالنثناء إال بحسب‬‫تعليمات طبيبك المعالج‪ .‬ولتجنب زيادة مدى‬‫دائما‪.‬‬‫المد‪ ،‬أدخل أسافين المد أو أسافين ‪ً °0‬‬‫تحدد األسافين مجال حركة الدعامة بالضبط‪.‬‬‫قد يصبح من الضروري في حاالت األنسجة‬‫الرخوة الصعبة‪ ،‬كأن تكون األنسجة الرخوة‬‫معرضة للضغط مثالً‪ ،‬إدخال إسفين أكبر لتقييد‬‫حركة المفصل إلى المدى المرغوب‪ .‬تأكد من‬‫أن مفاصل الدعامة موضوعة وضعية صحيحة‪:‬‬‫ينبغي أن يكون منتصف المفصل على مستوى‬‫الحد العلوي من الرضفة (عظمة رأس الركبة)‪.‬‬‫ويجب أن يكون المفصل موضوعًا خلف خط‬‫الوسط الجانبي من الرجل‪.‬‬‫تعليمات التركيب‬‫	•افتح كافة األحزمة كي ال تعيق وضع‬‫الدعامة‪.‬‬‫	• ِ‬‫اثن رجلك بزاوية مقدارها ‪ 30‬درجة‪ .‬ضع‬‫الدعامة بإحكام حول رجلك من الخلف‬‫وأغلقها بسحابي الفيلكرو (الصورة ‪.)1‬‬‫	•تأكد من أن عظمة رأس الركبة في منتصف‬‫تجويف الرضفة‪ .‬ينبغي أن تكون مراكز‬‫مفاصل الدعامة عند الحافة العلوية لرأس‬‫الركبة وخلف الخط المتوسط الجانبي‬‫للرجل (الصورة ‪.)2‬‬‫	•أغلق األحزمة اآلن بالترتيب‪.‬‬‫ حزام الساق الخلفي (الشكل ‪)3‬‬‫ حزام الفخذ الخلفي السفلي (الشكل ‪)4‬‬‫ أحزمة الرضفة‪ ،‬بحيث يتم توجيه الرضفة‬‫من الخارج نحو الداخل ‪ -‬يرجى التأكد‬‫من أن تكون وسادة الهواء الرضفية‬‫موضوعة على جانب الرضفة ومن أال‬‫تدفع الرضفة من األمام (الشكل ‪)6+5‬‬‫ حزام الفخذ الخلفي العلوي (الشكل ‪)7‬‬‫ حزام الفخذ األمامي (الشكل‪)8  ‬‬‫ حزام الساق األمامي (الشكل‪)9  ‬‬‫	• ِ‬‫امش بضع خطوات للتحقق من أن الدعامة‬‫سليما‪ ،‬إن أمكنك ذلك‪ .‬صحح‬‫ا‬‫ب‬‫تركي‬‫مركبة‬‫ً‬‫ً‬‫وضعية الدعامة على الرجل إذا لزم األمر‬‫(الشكل ‪.)10‬‬‫تعليمات العناية‬‫يرجى إغالق لواصق الفيلكرو قبل الغسل‪.‬‬‫وإزالة قضبان المفصل‪ .‬يمكن أن تؤدي بقايا‬‫الصابون أو الكريمات أو المراهم إلى حدوث‬‫تهيج في الجلد وتلف في المواد‪.‬‬‫	•اغسل المنتج باليدين‪ ،‬ويفضل أن يتم ذلك‬‫باستخدام مواد التنظيف الخاصة بـ‪.medi‬‬‫	•ال تستعمل المب ّيض‪.‬‬‫	•اتركه ليجف طبيع ًيا‪.‬‬‫	•ال تكوه‪.‬‬‫	•ال تلجأ إلى التنظيف الكيميائي‪.‬‬‫تعليمات التخزين‬‫يرجى تخزين المنتج في مكان جاف وحمايته‬‫من أشعة الشمس المباشرة‪.‬‬‫عربي‬‫‪medi‬‬‫‪PT control‬‬‫‪wrap‬‬‫غرض االستعمال‬‫‪ medi PT control‬هي دعامة ذات مفاصل‬‫يمكن ضبطها مصممة لتصحيح وتأمين مسار‬‫الرضفة‪.‬‬‫دواعي االستعمال‬‫كافة دواعي االستعمال التي يكون فيها‬‫تصحيح و‪/‬أو إراحة وتأمين مسار الرضفة في‬‫أمرا ضرور ًيا‪ ،‬مثل‪:‬‬‫نطاقات حركة محددة ً‬‫	•بعد خلع عظم الرضفة (العالج التحفظي‪/‬‬‫بعد الجراحة)‬‫الر َضفي الفخذي‬‫	•متالزمة األلم َّ‬‫	•في حالة المحاذاة الجانبية غير الصحيحة‬‫وحالة عدم استقرار الركبة المصاحبة لها‬‫	•بعد جراحة غضروف الرضفة الخلفي‬‫موانع االستعمال‬‫غير معروفة إلى اآلن‪.‬‬‫المخاطر ‪ /‬األعراض الجانبية‬‫إذا كان المنتج الداعم ضي ًقا جدً ا‪ ،‬فقد يؤدي‬‫هذا إلى آثار ناتجة عن الضغوط الموضعية‬‫أو إلى انقباضات في األوعية الدموية أو‬‫األعصاب‪ .‬وعليه‪ ،‬يجب أن تستشير طبيبك في‬‫الحاالت التالية قبل استخدام المشد‪:‬‬‫	•األمراض الجلدية أو اإلصابات في منطقة‬‫االستعمال‪ ،‬سيما التي ترافقها أعراض‬‫االلتهابات (االرتفاع المفرط في درجة‬‫الحرارة‪ ،‬أو التورم‪ ،‬أو االحمرار)‪.‬‬‫	•الحساسية أو المشكالت في التروية (مثل‬‫حاالت السكري والدوالي)‬‫	•اضطرابات التدفق الليمفاوي – فض ً‬‫ال‬‫عن تورم األنسجة اللينة غير المشخص‪،‬‬‫وبصرف النظر عن مجال االستخدام‬‫يمكن أن يتسبب تضييق المنتج بتهيج موضعي‬‫في الجلد‪ ،‬ما يؤدي إلى حكة (سيما بسبب‬‫التعرق) أو إلى تلف المواد المصنعة‪.‬‬‫فئات المرضى المستهدفين‬‫يقدم الطاقم الطبي على مسؤوليته الخاصة‬‫رعاية للبالغين واألطفال بناء على األبعاد‪/‬‬‫األحجام المتوفرة والوظائف‪/‬دواعي‬‫االستعمال الضرورية‪ ،‬مع مراعاة معلومات‬‫الشركة المصنعة‪.‬‬‫تحديد مدى االنثناء والمد (يجب أال يقوم‬‫بذلك سوى فني تقويم العظام فقط)‪.‬‬‫مثبت مدى المد‪( EXT ،‬مدى المد)‬‫‪°45 ،°30 ،°20 ،°10 ،°0‬‬‫مثبت مدى االنثناء‪( FLEX ،‬مدى االنثناء)‬‫‪°90 ،°75 ،°60 ،°45 ،°30 ،°20 ،°10 ،°0‬‬‫يمكن تثبيت حركته عند‪:‬‬‫‪°45 ،°30 ،°20 ،°10 ،°0‬‬‫لتثبيت حركة الدعامة‪ ،‬أدخل إسفين االنثناء‬‫أوالً ثم إسفين المد‪ .‬وعند خلعه‪ ،‬يرجى القيام‬‫بذلك بالترتيب المعاكس‪.‬‬‫يجب أن تتشابه وضعية المثبت الوسطي‬‫(الداخلي) والجانبي (الخارجي)‪.‬‬‫‪ُ .1‬ت ِّبتت أسافين المد مسب ًقا في دعامة الركبة‬‫الخاصة بك عند ‪.°0‬‬‫‪ .2‬والستبدال األسافين‪ ،‬اضغط على غطاء‬‫المفصل على الجانب الخلفي (انظر‬‫الصورة الجانبية) باتجاه الخارج‪.‬‬‫‪ .3‬ولتغيير األسافين‪ ،‬انزع الملقط عن غطاء‬‫المفصل واسحب اإلسفين به بسهولة نحو‬‫األمام (المد) و‪/‬أو الخلف (االنثناء) من‬‫المفصل‪ .‬وضعت عالمة «‪( »FLEX‬االنثناء)‬‫و‪/‬أو «‪( »EXT‬المد) وكذلك درجة الضبط‬‫على األسافين‪ ،‬كما استخدمت األلوان‬‫أيضا؛ حيث يأتي إسفين‬‫للتمييز بين األسافين ً‬‫المد باللون الفضي‪ ،‬بينما يكون إسفين‬Українська

medi
PT control
wrapВказівки щодо догляду
medi PT control – це ортез зрегульованими суглобами для корекціїта фіксації шляху руху надколінка.
ПоказанняУсі показання, що потребують корекції
та/або розвантаження та фіксації
надколінка у визначених діапазонах
руху, наприклад:• Після вивиху надколінка
(консервативного /післяопераційного)• Пателофеморальний больовий
синдром
• При бічному зміщенні та супутній
нестабільності коліна
• Після ретропателлярної хрящової
хірургії
ПротипоказанняНа даний момент невідомі.
Ризики / побічні ефекти
Однак при занадто тісному приляганні
допоміжних засобів в окремих
випадках можуть виникати локальні
прояви надмірного тиску, звуження
судин чи затискання нервів. Томунаполегливо радимо звернутися долікаря, який вас лікує, за наступних
обставин:• При захворюванні чи пошкодженні
шкіри в місці застосування виробу,перш за все за наявності ознак
запального процесу (підвищення
температури, набряку чипочервоніння)• При зміні чутливості та порушеннях
кровообігу (наприклад, при діабеті,варикозному розширенні вен)• При порушеннях відтоку лімфи, атакож слабо вираженому набряку
м’яких тканин навколо місця
застосуванняПід час носіння щільно прилягаючих
засобів можуть виникати місцеві
роздратування або подразнення
шкіри, які можуть бути пов‘язані змеханічним подразненням шкіри
(особливо у зв’язку з пітливістю) або зіскладом матеріалу.
Передбаченій групі пацієнтів
медичні працівники надають допомогу
дорослим та дітям виходячи з наявних
розмірів та необхідних функцій/показань відповідно до сфери своїй
відповідальності, враховуючи
інформацію виробника.
Настройка обмежень для згинальновитягувальних рухів (виконується
лише техніком-ортопедом)Клини для обмеження витягування,EXT: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°Клини для обмеження згинання, FLEX:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°Можливість іммобілізації при наступних
кутах: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
Для витягування вставте спочатку клинзгинання, а потім відповідний клиніммобілізації.Значення медіального
кута (внутрішня сторона) і латерального
кута (зовнішня сторона) завжди
повинні збігатися.
1. У колінний ортез попередньо
встановлено клини для обмеження
витягування під кутом 0°.
2. Щоб замінити клини, відтисніть
кришку шарнірного механізму назворотній стороні (див. вид збоку)назовні.
3. Для заміни клинів дістаньте пінцет ізкришки шарнірного механізму та зйого допомогою просто потягніть
клини в напрямку вперед

Українська

(розгинання) або назад (згинання) ізмеханізму. Клини мають позначкиFLEX (згинання) та EXT(розгинання). На них також
зазначено максимальний кут.
Додатково для розрізнення клини
пофарбовано в різні кольори. Клинидля обмеження розгинання
сріблясті, а для обмеження
згинання — чорні. Уставте новий
клин у шарнірний механізм спереду
(для розгинання) або ззаду (длязгинання) таким чином, щобпозначки UP на механізмі та клині
співпадали. Про фіксацію клина
свідчить відчутне клацання.
4. Кілька разів зігніть і розігніть
шарнірний механізм ортеза, щобперевірити положення клинів. Знову
зафіксуйте пінцет у тримачі, а потім
закріпіть кришки шарнірів: дляцього зачепіть обидва виступи
кришки за передню сторону
шарніра, а потім притисніть кришкудо нього. Про міцну посадку
свідчить відчутне клацання.
Важлива примітка
Змінювати обмеження згинання тавитягування можна лише зарекомендацією лікуючого лікаря. Щобуникнути надмірного витягування, слідзавжди використовувати клини
витягування або клини з позначкою
0°. Клини задають ортезу точний
радіус руху. У разі ускладнень,пов’язаних зі станом м’яких тканин,унаслідок компресії м’яких тканин
деколи необхідно використовувати
більший клин для обмеження рухуколіна до певного радіуса. Також
звертайте увагу на правильність
положення шарнірного механізму
ортеза: центр шарнірного механізму
повинен знаходитись на висоті
верхнього краю колінної чашечки.
Шарнірний механізм повинен

знаходитись позаду бокової середньої
лінії ноги.
Інструкція з надягання
• Розстебніть усі ремінці, щоб вони незаважали надягати ортез.
• Зігніть ногу під кутом 30°. Щільно
надягніть ортез на ногу ззаду тазастебніть обидві застібки злипучками (мал. 1).
• Зверніть увагу: колінна чашечка
повинна ввійти в призначену для неївиїмку. Центри шарнірів ортеза
повинні знаходитися на висоті
верхнього краю колінної чашечки татрохи позаду відносно бокової
серединної лінії ноги (мал. 2).
• Застебніть ремінці в наступній
послідовності:– задній ремінець на гомілці
(мал. 3);– задній нижній ремінець на стегні
(мал. 4);– ремінці колінної чашечки —колінна чашечка повинна
вводитися ззовні всередину;зверніть увагу, щоб повітряна
подушечка прилягала до колінної
чашечки збоку, а не тиснула на неїспереду (мал. 5 + 6);– задній верхній ремінець на стегні
(мал. 7);– передній ремінець на стегні
(мал. 8);– передній ремінець на гомілці (мал. 9).
• Якщо можете, зробіть кілька кроків іще раз перевірте правильність
посадки ортеза. У разі потреби
відкоригуйте посадку ортеза на нозі(мал. 10).
Вказівки щодо догляду
Перед пранням застебніть липучки тадістаньте шини з шарнірами. Залишки
мила можуть викликати подразнення
шкіри та сприяти зношуванню
матеріалу.

Українська

• Вимийте виріб вручну, бажано здопомогою засобу для миття medi
clean.
• Не відбілювати.
• Сушити виріб слід на повітрі.
• Не прасувати.
• Не здавати у хімчистку.

Зберігання
Зберігайте виріб в сухому місці,захищайте його від прямого сонячного
проміння.

Состав материала
авионала, полиамида, эластана, ПУВідповідальність
Виробник звільняється відвідповідальності при використанні
виробу не за призначенням.
Дотримуйтеся вказівок щодо безпекита настанов, наведених у ційінструкції.
Утилізація
Виріб можна утилізувати
разом з побутовими відходами.
Команда mediбажає Вам швидкого видужання!

Дата останнього перегляду інструкції вказана наостанній сторінці інструкції. Інформація провиробника, уповноваженого представника в Україніта знак відповідності вказана на упаковці.

中文

medi
PT control
wrap
用途
medi PT control 是一款具有可调节式活节、用于矫正和固定髌骨滑动路径的矫正用具。

设置弯曲和伸展极限（仅可由矫形外科
技师执行）伸展极限楔形垫块，EXT（伸展极限）：0°、10°、20°、30°
弯曲极限楔形垫块，FLEX（弯曲极限）：0°、10°、20°、30°、45°、60°、75°、90°在以下角度时可以固定：
0°、10°、20°、30°为了固定，请先插入伸展楔形垫块，随后再插入弯曲楔形垫块。请以相反顺序
取出。
内侧和外侧的角度设置必须始终是相
同的。

适应症

所有需要矫正和/或减轻负荷并将髌骨滑动路径固定在限定运动范围内的适应症，
例如：• 髌骨脱位后（保守治疗/术后治疗）• 髌股关节疼痛综合征• 外侧侧偏并伴随膝盖不稳定时• 膑后软骨组织手术后

禁忌症
目前未知。
风险/副作用但如果辅助用具穿戴过紧，可能产生局部
压力或者压迫血管或神经。因此，如遇以下情况，请在使用前咨询您的主治医生：•• 在应用部位有皮肤疾病或损伤，尤其是
出现发炎症状（过热、肿胀或发红）•• 知觉障碍和血流不畅（例如有糖尿病、
静脉曲张病患者）•• 淋巴回流障碍——在应用部位旁同样有
不明的软组织肿胀
如果辅助用具穿戴过紧，可能导致局部皮肤刺激或者因机械性皮肤刺激（尤其是由
于出汗的共同作用）或材料成分而导致的发炎。
预期患者群体医疗保健从业人员须根据可用的尺寸/
规格和必要的功能/适应症，在考虑制
造商说明信息的前提下，负责向成人和
儿童提供。

1. 在您的膝盖矫正用具中，已预先安装
0° 伸展楔形垫块。
2. 向外挤压后侧的活节护盖（参见侧面图），以便更换楔形垫块。
3. 要更换楔形垫块，将镊子从活节护盖
中取出，并用这个镊子直接从活节中
向前（伸展）或向后（弯曲）拉出楔形
垫块。分别以“FLEX”或“EXT”以及相应的角度设置对楔形垫块进行标记。
楔形垫块的颜色可作为额外的区分标
志。伸展楔形垫块为银色，弯曲楔形
垫块为黑色。将新的楔形垫块从前面伸展）或后面（弯曲）推入活节，使得活节和楔形垫块上的“UP”标记
重合。发出咔哒声则证明楔形垫块已锁定。
4. 移动矫正用具活节并检查楔形垫块的
位置。再次将镊子迅速放入支架中，
然后将活节护盖的两个凸耳钩在活节前侧并将护盖按压在活节上，以此来
固定活节护盖关节护板。发出咔哒声则证明已固定。
重要提示仅按照您的主治医生的指示说明改变伸
展和弯曲极限。为避免过度伸展，必须
始终使用伸展楔形垫块或 0°楔形垫块。
楔形垫块规定了矫正用具的准确的活动范围。由于软组织压迫造成的软组织情况严重时，迫，可能有必要插入一个较大
的楔形垫块，从而将膝盖活动限制在所
需要的范围内。同时也要注意矫正用具中文活节的正确位置：活节的中心应当位于
膝盖骨上边缘的高度。活节必须位于腿部侧面中心线之后。
穿戴说明• 请打开所有绑带，从而防止干扰矫正用
具的穿戴。
• 请将腿部弯曲 30°。从后面将矫正用具紧紧地裹住腿，并合上两个尼龙搭扣图 1）。
• 注意，膝盖骨必须位于髌骨空隙的中心
处。矫正用具的活节中心应与髌骨上边缘高度持平并位于腿部侧面中心线之
后一点（图 2）。
• 然后请按如下顺序合上绑带：– 小腿后侧绑带（图 3）– 大腿后侧下部绑带（图 4）– 髌骨绑带，从而从外向内对髌骨进行引导。请注意，髌骨气垫从侧面贴着髌骨而不是从前面压在髌
骨上（图 5 + 6）。
– 大腿后侧上部绑带（图 7）– 大腿前侧绑带（图 8）– 小腿前侧绑带（图 9）如有可能，走几步路并再次检查矫正用
具位置是否正确。必要时，纠正矫正用
具在腿上的位置（图 10）。
保养提示请在清洗之前闭合尼龙搭扣。肥皂残留、护肤霜或油膏可能引发皮肤过敏和
材料耗损。
• 请手洗该产品，最好是使用 medi clean
清洗剂。
• 切勿漂白。
• 晾干。
• 切勿熨烫。
• 切勿使用化学方法清洁。


存放提示
室温干燥存放。防止高温、太阳直射和
潮湿。

材料成分
杜拉铝，聚酰胺，氨纶聚氨酯责任担保不当使用时，制造商对此不承担责任。
在此请注意使用说明中相应的安全提示
和指导。
废弃处理
您可以将该产品随家庭垃圾一
起作为废物处理。

您的 medi 团队
祝您早日康复！

‫עברית‬‫פרטי יבואן‬‫יבואן‪ :‬דין דיאגנוסטיקה‬‫כתובת‪ :‬האשל ‪ ,7‬פארק תעשיות קיסריה‬‫שירות לקוחות‪1-800-333-636 :‬‬‫‪www.dyn.co.il‬‬‫מס' רישום אמ"ר‪2660638 :‬‬‫עברית‬‫הערה חשובה‬‫לשנות את הגבלות היישור והכיפוף אך‬‫ורק על פי הוראות הרופא המטפל‪ .‬למניעת‬‫מתיחת יתר חייבות להיות מותקנות בכל‬‫עת זויות יישור‪ ,‬או לפחות זוויות ‪ .0°‬הזויות‬‫מכתיבות למכשיר האורתוטי את רדיוס‬‫התנועה המדויק‪ .‬במצבים מורכבים‬‫במעורבות רקמה רכה ייתכן ויהיה צורך‪,‬‬‫בעקבות לחץ על רקמה רכה‪ ,‬להתקין זוית‬‫גדולה יותר‪ ,‬כדי להגביל את תנועת הברך‬‫להיקף התנועה הרצוי‪ .‬יש לשים לב גם‬‫למיקום הנכון של צירי המכשיר האורתוטי‪:‬‬‫מרכז הצירים חייב להיות ממוקם בגובה‬‫הקצה העליון של הפיקה‪ .‬הציר חייב להיות‬‫ממוקם מאחורי קו האמצע הצדדי של‬‫הרגל‪.‬‬‫הוראות לבישה‬‫	•יש לפתוח את כל הרצועות כדי שלא‬‫יפריעו בלבישת המכשיר אורתוטי‪.‬‬‫	•יש לכופף את הרגל בזוית של כ‪ .30°-‬יש‬‫לעטוף את המכשיר האורתוטי מאחור‬‫סביב הרגל ולסגור את שתי סגירות‬‫הסקוץ (איור ‪.)1‬‬‫	•יש לשים לב שהפיקה ממוקמת במרכז‬‫בתוך פתח הפיקה‪ .‬קווי האמצע של‬‫המכשיר האורתוטי חייבים להיות בגובה‬‫הקצה העליון של הפיקה‪ ,‬וצמוד מאחורי‬‫קו האמצע הצדדי של הרגל (איור ‪.)2‬‬‫	•כעת יש לסגור את הרצועות לפי הסדר‬‫להלן‪:‬‬‫– רצועת השוק האחורית (איור ‪)3‬‬‫– רצועת הירך אחורית התחתונה‬‫(איור ‪)4‬‬‫– רצועות הפיקה‪ ,‬כך שהפיקה מובלת‬‫מהחוץ פנימה ‪ -‬יש להקפיד על כך‬‫שכרית האוויר של הפיקה מונחת‬‫צדדית על הפיקה‪ ,‬ואינה לוחצת על‬‫הפיקה מקדימה(איור ‪.)6 + 5‬‬‫– רצועת הירך העליונה האחורית‬‫(איור ‪)7‬‬‫– רצועת הירך הקדמית (איור ‪)8‬‬‫– רצועת השוק הקדמית (איור ‪)9‬‬‫אם אפשר‪ ,‬יש לצעוד מספר צעדים כדי‬‫לבדוק פעם נוספת את ההתאמה הנכונה‬‫של המכשיר האורתוטי‪ .‬בעת הצורך יש‬‫לתקן את התאמת המכשיר האורתוטי‬‫(איור ‪.)10‬‬‫הוראות טיפול‬‫יש לסגור את‬‫סגירת הולקרו ולהסיר את סדי המפרקים‬‫לפני הכביסה‪ .‬שאריות סבון‪ ,‬קרמים‬‫או משחות עלולים לגרום לגירויי עור‬‫ולשחיקת החומר‪.‬‬‫	•לכבס את המוצר ידנית‪ ,‬אם אפשר בסבון‬‫הכביסה ‪.medi clean‬‬‫	•לא להלבין‪.‬‬‫	•לייבש באוויר‪.‬‬‫	•לא לגהץ‪.‬‬‫	•לא לנקות ניקוי כימי‪.‬‬‫הוראה לאחסון‬‫לאחסן את המוצר במקום יבש‪ ,‬המוגן מפני‬‫קרינת שמש ישירה‪.‬‬‫מרכיבים‬‫אווניאל‪ ,‬פוליאמיד‪ ,‬אלסטן‪ ,‬פוליאורתן‬‫אחריות‬‫במקרה של שימוש שלא למטרה לה מיועד‬‫המכשיר מתבטלת אחריות היצרן‪ .‬יש‬‫לשים לב להוראות הבטיחות‪ ,‬ולהוראות‬‫המפורטות בהוראות שימוש אלו‪.‬‬‫סילוק‬‫ניתן לסלק את המוצר באשפה‬‫הביתית‪.‬‬‫צוות ‪medi‬‬‫מאחל החלמה מהירה!‬‫עברית‬‫‪medi‬‬‫‪PT control‬‬‫‪wrap‬‬‫מטרה‬‫‪ medi PT control‬הוא התקן אורתופדי‬‫בעל מפרקים מתכווננים לתיקון ואבטחת‬‫מסלול ההחלקה של הפטלה (פיקת הברך)‪.‬‬‫התויות לשימוש‬‫כל ההתוויות בהן יש צורך בתיקון ו‪/‬או‬‫הקלה והגנה על מסלול הפטלרי בטווחי‬‫תנועה מוגדרים‪ ,‬כגון‪:‬‬‫	•לאחר פריקת פיקת הברך (שמרני‪/‬פוסט‬‫ניתוחי)‬‫	•תסמונת כאב פטלופמורלי‬‫	•להתאמה רוחבית ובמקביל חוסר יציבות‬‫בברך‬‫	•לאחר ניתוח שחזור סחוס פיקת הברך‬‫התויות נגד‬‫נכון להיום‪ ,‬לא ידוע על תופעות לוואי‪.‬‬‫סיכונים‪/‬תופעות לוואי‬‫עזרים הדוקים מדי עלולים לגרום‬‫להיווצרות לחץ מקומי או כיווץ בכלי דם או‬‫עצבים‪ .‬לכן במקרים הבאים יש להתייעץ‬‫עם הרופא המטפל לפני השימוש‪:‬‬‫	•מחלות או פגיעות בעור באיזור השימוש‪,‬‬‫במיוחד עם סימנים דלקתיים (התחממות‬‫יתר‪ ,‬נפיחות‪ ,‬או אדמומיות)‬‫	•הפרעות בתחושה ובמחזור הדם (כגון‬‫במצבי סוכרת‪ ,‬דליות)‬‫	•הפרעות בניקוז הלימפה – כמו גם‬‫נפיחויות לא מוגדרות ברקמות רכות‬‫מחוץ לאזור השימוש‬‫עזרים הדוקים מדי עלולים לגרום לגירוי‬‫או דלקת מקומית בעור כתוצאה מגירוי‬‫מכני של העור (במיוחד בשילוב עם זיעה)‬‫או בגלל הרכב החומרים‪.‬‬‫קבוצת מטופלים מיועדת‬‫אנשי מקצוע בתחום הבריאות יספקו טיפול‬‫למבוגרים ולילדים בהתאם לאחריותם‪,‬‬‫תוך התחשבות במידע המסופק על ידי‬‫היצרן‪ ,‬בהתבסס על המידות‪/‬הגדלים‬‫הזמינים והפונקציות‪/‬ההתוויות הדרושות‪.‬‬‫כיוון הגבלת כיפוף ויישור (רק על ידי‬‫הטכנאי האורתופדי)‬‫זויות להגבלת היישור‪( EXT ,‬הגבלת‬‫היישור)‪45° ,30° ,20° ,10° ,0° :‬‬‫זויות להגבלת הכיפוף‪FLEX ,‬‬‫(הגבלת כיפוף)‪:‬‬‫‪90° ,75° ,60° ,45° ,30° ,20° ,10° ,0°‬‬‫אפשרות לקיבוע בזויות‪:‬‬‫‪45° ,30° ,20° ,10° ,0°‬‬‫למען הקיבוע יש להרכיב קודם את זוית‬‫היישור ובהמשך את זוית הכיפוף‪ .‬להוצאה‬‫יש לפעול בסדר ההפוך‪.‬‬‫כיוונון הזויות המדיאלית (פנימית)‬‫והלטראלית (חיצונית) חייב להיות זהה‪.‬‬‫‪ .1‬במכשיר האורתוטי לברך מותקנות‬‫מראש זויות יישור של ‪.0°‬‬‫‪ .2‬להחלפת הזויות יש לדחוף את כיסויי‬‫צירי המכשיר בצד האחורי (ראה‬‫פרופיל) כלפי חוץ‪.‬‬‫‪ .3‬להחלפת הזויות יש להוציא את‬‫הפינצטה מכיסוי ציר המכשיר ולמשוך‬‫את הזויות באמצעות הפינצטה קדימה‬‫(יישור) ו‪/‬או אחורה (כיפוף) אל מחוץ‬‫לציר‪ .‬הזויות מסומנות במילים "‪"FLEX‬‬‫ו‪/‬או "‪ "EXT‬ובכיוון הזוית המתאים‪.‬‬‫צבעי הזויות מהווים סימן נוסף להבדיל‬‫ביניהן‪ .‬זויות היישור הן בצבע כסף‪ ,‬זויות‬‫הכיפוף הן בצבע שחור‪ .‬יש לדחוף את‬‫הזוית החדשה מקדימה (יישור) ו‪/‬או‬‫מאחור (כיפוף) אל תוך ציר המכשיר‪ ,‬כך‬‫שהסימונים "‪ "UP‬של הציר ושל הזוית‬‫תואמים‪ .‬צליל קליק מאשר את נעילת‬‫הזוית‪.‬‬‫‪ .4‬להזיז את צירי המכשיר האורתוטי‬‫ולבדוק את מיקום הזויות‪ .‬להחזיר את‬‫הפינצטה למעמדה ולחזק בהמשך‬‫את כיסויי הצירים על ידי חיבור שתי‬‫הבליטות של כיסויי צירי המכשיר בצד‬‫הקדמי של הציר‪ ,‬ולדחוף את הכיסוי‬‫על הציר‪ .‬צליל קליק מאשר את החיבור‬‫היציב‪.‬‬Önemli uyarı
kategorisine girer ve yalnızca hastalar
Bu ürün tıbbi cihazüzerinde kullanılmalıdır. Aynı ortezin birden fazla hastada
kullanılması durumunda tıbbi ürünlere düzenleme getiren kanunun anladığı anlamda üreticinin üründen kaynaklanan
sorumluluğu sona erer. Taşıma sırasında aşırı ağrı ve rahatsızlık duygusu görülmesi durumunda, lütfen derhal doktor veya
ortopedi teknisyenini arayınız. Bandajın tıbbi fonksiyonunu azaltmaması için asla yapısının değiştirilmemesi gereklidir. Bu
gibi durumlarda (örneğin dikişinin sökülmesi gibi) üretici garantimiz sona erer.
Ważne wskazówki
jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania w przypadku jednego pacjenta . W przypadku
Produkt medyczny
stosowania produktu do leczenia więcej niż jednego pacjenta wygasa odpowiedzialność producenta za produkt. W raziewystąpienia nadmiernego bólu lub nieprzyjemnego uczucia w trakcie noszenia produkt należy natychmiast zdjąć i
skonsultować się z lekarzem lub technikiem ortopedycznym. Nie nosić produktu na otwartych ranach i zakładać go tylko po
uprzednim uzyskaniu instrukcji medycznej.
Σηµαντικές υποδείξεις
χρησιμοποιείται για έναν και μοναδικό ασθενή . Αν χρησιμοποιείται για περισσότερους του ενός ασθενούς, ηΗ όρθωσηευθύνη του παραγωγού για το προϊόν, σύμφωνα με τον περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων νόμο (Medical Devices Act)ακυρώνεται. Εάν παρουσιασθούν υπερβολικοί πόνοι ή ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, διακόψτε αμέσως τη χρήση τουνάρθηκα και συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή τον ορθοπεδικό τεχνικό σας. Μην φοράτε τον νάρθηκα πάνω από ανοιχτές πληγές,και χρησιμοποιείτε το μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
‫مالحظات هامة‬‫صنع هذا المنتج الطبي‬‫ في حال استخدامه لعالج عدة مرضى تصبح مسؤولية الشركة المصنعة عن المنتجات غير سارية وفقًا لقانون األجهزة‬. ‫لعالج مريض واحد فقط‬ِ
‫ ال ترتد المنتج على الجروح‬.‫ يرجى استشارة طبيبك أو أخصائي األطراف الصناعية على الفور‬،‫ عند الشعور بألم غير معروف سببه أو عدم االرتياح أثناء ارتداء المنتج‬.‫الطبية‬.‫المفتوحة واستخدمه وفقًا للتعليمات الطبية فقط‬Важливі вказівки. У разі використання вироба
призначений тільки для використання одним пацієнтомЦей медичний виріб
більше, ніж одним пацієнтом гарантії виробника втрачають силу. Якщо при користуванні виробом у Вас виникли більабо неприємні відчуття, будь ласка, негайно зніміть його і проконсультуйтеся у лікаря. Не носіть виріб при наявності
відкритих ран. Застосовуйте виріб тільки відповідно до рекомендації лікаря.
重要提示该产品
仅适于在一名病患身上使用 。若有多名病患用其进行治疗，那么制造商将不承担医疗产品法中的产品责任。若在穿戴期间出现过度疼痛或不适之感，请立即联系您的医生或矫形外科技师。请勿在未愈合伤口上穿戴矫正用具，并只在事先获得医疗指导的情况下进行穿戴。
‫הערות חשובות‬‫יש להשתמש במוצר הרפואי‬‫ השימוש לטיפול ביותר מחולה אחד יגרום לביטול ביטוח אחריות המוצר של‬. ‫על חולה אחד בלבד‬‫ יש‬,‫ בעת הרכבת המכשיר האורתוטי‬,‫ או הרגשת אי נעימות‬,‫ אם יופיעו כאבים מעבר לסביר‬.‫היצרן כמשמעותה בחוק מוצרים רופואיים‬‫ ורק לאחר הנחיה‬,‫ אין להרכיב את המכשיר האורתוטי מעל פצעים פתוחים‬.‫ליצור קשר מיידי עם הרופה או עם טכנאי האורטופדיה‬.‫רפואית‬