メカニカルステージ ／ 手動ステージ
CONTACT［東京］TEL：03 (3257)1911・FAX：03 (3257)1915［大阪］TEL：06 (6306)1911・FAX：06 (6306)1912

E-mail：eigyou@chuo.co.jp

URL：www.chuo.co.jp

自動ステージ

中央精機の手動ステージ
はじ め に手動ステージ

当社はステージメーカーとして、お客様のご要望にお答えするために、多くのステージを製造販売しています。
当社の手動ステージは、従来から各仕様の位置付けを明確にし、お客様がその目的に応じて選択しご使用いただけるように、多くの品種を取り揃えています。
また、当社の自動ステージとの互換性も考慮し、各種ステージの取り付け基準穴、取り付けねじを共通にしました。

ステージ用
アクセサリ

設計面・製造面において原価低減を図り、皆様にご提供できるよう日々努力しています。

ステージ01【特長】

X❶ステージ面寸法、移動量、移動精度、価格など、各仕様の位置付けを明確にしていますので、用途に合わせての選択が容易です。

ステージXY❷ステージ面の取り付けねじ穴とベース底面の取り付け穴位置に互換性があり、お客様の用途に合わせて自由な組み合わせが可能です。

ステージ 回転ステージ 傾斜ステージ

Z❸ほとんどのステージに、クランプ機構が標準で装備されています。
❹アフターサービス、サポート体制が充実しています。

■ステージ面の大きさ

傾斜回転ステージ

当社手動ステージのステージ面の大きさは、基本的に下記表の種類を採用しています。

︑ステージ

表 3 基本的なステージ面の大きさ

X
Z

X，XY，Z，傾斜ステージ

YZ
ステージ

30 ㎜× 30 ㎜
40 ㎜× 40 ㎜
50 ㎜× 50 ㎜
60 ㎜× 60 ㎜
70 ㎜× 70 ㎜
90 ㎜× 90 ㎜
125 ㎜× 125 ㎜
125 ㎜× 150 ㎜

X
Y
Z

回転ステージ
XYZ

ラックピニオンステージ
30 ㎜× 30 ㎜
40 ㎜× 40 ㎜
40 ㎜× 60 ㎜
40 ㎜× 90 ㎜

フィックス
ステージ

40 ㎜× 140 ㎜

回転ステージ
φ30 ㎜
φ40 ㎜
φ50 ㎜
φ60 ㎜
φ70 ㎜φ90 ㎜
φ125 ㎜
φ150 ㎜■ベースの取り付け穴【図 1】
基本的なステージ下面に開いている穴の位置と大きさは、図 1 のように統一され、互換性を有しています。各製品の組み合わせの際にご利用ください。また、ステージを取り付ける部品の平面精度を出すようにお願いします。ステージによって、構造上取り付ける部品の平面精度が出ていないと、ステージ本来の精度が発揮できないときがあります。

■ステージ面のねじ穴【図 2】
基本的なステージ上面に開いているねじの位置と大きさは、図 2 のように統一され、互換性を有しています。また、ステージ上面のねじと、ステージ下面の穴の位置と大きさは、互換性を有していますので、いろいろなステージの組み合わせが可能です。各製品の組み合わせ、お客様の搭載物（試料など）を取り付ける際にご使用ください。また、ステージに取り付ける部品の平面精度を出すようにお願いします。ステージによって、構造上取り付ける部品の平面精度が出ていないと、ステージ本来の精度が発揮できないときがあります。

258

ユニット製品総合カタログ 38号

メカニカルステージ ／ 手動ステージ［東京］TEL：03 (3257)1911・FAX：03 (3257)1915［大阪］TEL：06 (6306)1911・FAX：06 (6306)1912

CONTACTE-mail：eigyou@chuo.co.jp

URL：www.chuo.co.jp

自動ステージ

ベースの取り付け穴【図 1】
125㎜×125㎜，125㎜×150㎜

D-T方式のステージ

50

100

50

50

100

φ1150

4φ32

32

1790㎜×90㎜

50

32

12 12

40㎜×40㎜

24
1760㎜×60㎜

ステージ用
アクセサリ

30㎜×30㎜
4-M2深5

手動ステージ回転ステージ以外

4-M3

6-2.5ｷﾘ4.3深ｻﾞｸﾞﾘ

4-3.5ｷﾘ
6深ｻﾞｸﾞﾘ

4-4.5ｷﾘ
7.5深ｻﾞｸﾞﾘ

4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ

ステージ

4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ

4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ

X4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ

回転ステージ

φ125㎜
100

φ90㎜

φ30㎜

φ39㎜

2432

XYステージ

φ60㎜

5050

φ11100

5050

3224

ステージ 回転ステージ 傾斜ステージ

Z44

φ114-3.5ｷﾘ
6深ｻﾞｸﾞﾘ

4-2.5ｷﾘ
4.3深ｻﾞｸﾞﾘ

4-4.5ｷﾘ
7.5深ｻﾞｸﾞﾘ
4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ
4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ

4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ
4-4.5ｷﾘ 7.5深ｻﾞｸﾞﾘ※詳細は各製品の外観図をご覧ください。

傾斜回転ステージ

ステージ面のねじ穴【図 2】125㎜×125㎜，125㎜×150㎜

254

φ11252525

1616121225

16X
YZ

4

φ11フィックス
ステージ

M6深5.525

8-M3深5

M16P1

8-M4

12-M4

M16P1
24-M4

D-T方式のステージ（ラックピニオンステージ、長作動ステージは除く）
40㎜×60㎜
12.5
12.5 12.5

12.5
12.5

12.5

12.5

12.525M6深8M68-M4

12.5

12.5
25

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5 12.5

40㎜×140㎜

40㎜×90㎜
12.5

12.5

12.5

M16P1

12.5

40㎜×40㎜

6-M4深8回転ステージ

M68-M2XYZ

2525

2516YZ

25

25

1225

25

40㎜×40㎜

25

ステージ

2560㎜×60㎜

1225

90㎜×90㎜

D-T方式のステージ、回転ステージ以外30㎜×30㎜︑ステージ
X
Z

D-T 方式のステージ、回転ステージ以外

8-M4

12-M4

M6M6

φ125㎜

回転ステージ

25252525

φ11425

2425

12 12

φ32

4-M2

M64-M325M625252524

12 12φ39㎜

12 12φ30㎜
12 124-M2

25

φ90㎜
25φ60㎜8-M2

M68-M4

M16P1

24-M4

M16P1

※詳細は各製品の外観図をご覧ください。

ユニット製品総合カタログ 38号

259

メカニカルステージ ／ 手動ステージ
CONTACT［東京］TEL：03 (3257)1911・FAX：03 (3257)1915［大阪］TEL：06 (6306)1911・FAX：06 (6306)1912

E-mail：eigyou@chuo.co.jp

URL：www.chuo.co.jp

自動ステージ
手動ステージ

02【分類】

当社のステージは、基本的に以下の 4 種類の案内方式に分類されます。

ステージ用
アクセサリ
ステージX

ステージ

X
Y

アリ（D-T 方式）

V 溝レールと鋼球（V-B 方式）

V 溝とクロスローラ（V-CR 方式）

V 溝とクロスローラ（HG-VCR 方式）

ステージ 回転ステージ 傾斜ステージ

Z

案内方式 アリ
（D-T 方式）
構造：軌道面として転がり接触ではなく、台形状のオスアリとメスアリのアリ溝機構を採用したすべり接触の案内です。
特長：案内部はすべり接触ですので、オスアリとメスアリの摺り合わせを行い、滑らかに摺動するように組み立てられています。
当社ステージでは、主として駆動機構にラックピニオン方式を用いています。他のステージに比べ、長ストロークで安価です。
用途：精度をあまり要求しない、単なる位置決め用のステージに採用しています。低倍率顕微鏡、観察用 TV カメラの焦準装置や、試料の位置合わせに最適です。

傾斜回転
ステージ

V 溝レールと鋼球（V-B 方式）
構造：軌道面として向き合った 2 本の V 溝レールに鋼球を配列させ、鋼球が V 溝を転がりながら移動する案内です。

YZ

特長：V 溝レールは焼入れ硬化後、高精度研削加工が施され、高い平行度、平面度となっていますので、真直度の良い案内が得られます。

ステージ

︑
ステージ
X
Z

用途：高精度、中荷重用の精密位置決めステージに採用しています。光学実験などにおける精密送り、精密微調整位置決めなどに最適です。

移動精度は、V-CR と同等で、耐荷重は、N-B よりも良く V-CR より少し劣ります。

XYZ

回転ステージ（V-CR 方式）
V 溝とクロスローラ

フィックスステージ

特長：V 溝レールは焼入れ硬化後、高精度研削加工が施され、高い平行度、平面度となっています。ローラは円滑な動作ができるよう、鏡面X
YZ

構造：軌道面として向き合った 2 本の V 溝レールにローラを交互に直交して配列させ、ローラが V 溝を転がりながら移動する案内です。に近い特殊仕上になっており、径のバラツキも不均一さもなく、非常に高精度な案内が得られます。構造上、V 溝とローラが線で接触しているため、高精度な移動精度と大きな耐荷重が得られます。
用途：高精度、重荷重用の精密位置決めステージに採用しています。光学実験などにおける精密送り、精密微調整位置決めなどに最適です。
各種生産機械、検査装置における精密な位置決めや測定などに使用できます。装置における精密な定量送り、あるいは移動量の測定など測長的な使用ができます。

（HG-VCR 方式）
V 溝とクロスローラ
構造：鉄鋼焼入れ材のレールに V 溝研削加工し、2 本一対のレールを V 溝同士が向き合うように配置し、その V 溝にローラを 90°交互に配列して、それをニ対（レール 4 本 1 組）で使用するガイドレールです。
精度はもちろん剛性でも最上級のガイドレールです。
特長：当社では、ステージのコンパクト化、剛性アップという客様のご要望を受け、クロスローラガイドの更なる性能向上を目指し、まった
く新しい発想の新型ガイドレールを開発しました。レールの高さ寸法の限界までローラ径を大きくし、ローラ同士の配列の間隔も極限まで狭くして配列数を増やして、リテーナで保持しています。高い予圧がかけられ、コンパクトで超高剛性です。
用途：当社の新しい自動ステージ、手動ステージに採用しています。各種センサ、カメラなどの精密位置決めの他、各種生産機械、検査装置における精密な位置決め、測定などに使用でき、ある程度の偏荷重のかかる用途においても、安心してご利用いただけます。

260

ユニット製品総合カタログ 38号