Product Information

PIＸ線管
ＤＧ－０７３Ｂ

診 断 用

Ｘ線管 DG-073B は，0.7 の焦点をもった自己バイアス方式の固定陽極Ｘ線管で，70kV で使用します。
このＸ線管は，歯科用Ｘ線装置に適しており，自己バイアス方式により鮮鋭な焦点が得られ，電源変動の影響による管電流の変動を少なくすることができます。また，フード付陽極を採用していますので，Ｘ線漏れ防護装置が容易です。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置：
DC 回路 ...............................................................定電圧形Ｘ線高電圧装置
AC 回路 ................................................... １ピーク形Ｘ線高電圧装置(自己整流)接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧 (注) ............................................................... 70 kV (固定)
公称最高管電流(注) ................................................................. 8 mA (固定)
公称焦点値 ............................................................................... 0.7
公称撮影陽極入力
DC 回路 ............................................................................... 560 W
AC 回路 ............................................................................... 396 W
フィラメント電圧(注)DC 回路 .....................................................................約 2.6 A / 3.3 V
AC 回路 ........................................................................ 4.0 V (固定)バイアス抵抗 (Rg)(注)DC 回路 ....................................................................... 125kΩ (固定)AC 回路 .......................................................... 30kΩ ≦ Rg ≦ 55kΩ (固定)
撮影周期 ........................................................................... 1:30 以上(曝射時間:休止時間)
注： この管球は自己バイアス方式のため，固定した公称最高管電圧，公称最高管電流，フィラメント電圧，バイアス抵抗値に設定して使用します。

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

DG-073B

機械的定格：
外形寸法：
全 長 ........................................................................ 外形図による
最大部直径 .................................................................... 外形図によるターゲット：
角 度 ............................................................................... 20 °材 質 ........................................................................ タングステン
固有ろ過 ..............................................................アルミニウム当量 1.0 mm
Ｘ線照射範囲 ........................................................... SID 200mm にてφ130 mm
質 量 .............................................................................. 約 130 g
冷却方式 ............................................................ 油浸 (冷却温度 60℃ 以下)
使用位置 ...................................................... 任意 (通常陽極は上方または水平)保持方法 ............................................... 陽極部ネジ又は陰極陽極ガラスバルブ固定- 2 -DG-073B

最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ......................................................................... 70 kV
最高使用逆電圧 ......................................................................... 80 kV
最大フィラメント電流 ................................................................... 3.0 A
使用フィラメント加熱電源回路 .......................................... DC または AC 20 kHz 以下
熱特性：
陽極熱容量 ............................................................................ 7 kJ
最大陽極冷却率 ....................................................................... 210 W
最大負荷時間 .......................................................................... 3.2 s

許容環境条件
使用環境条件：
使用環境 .......................................................................... 絶縁油中使用時絶縁油温度 ............................................................... 10 ～ 60 ℃
圧 力 ....................................................................... 70 ～ 140 kPa
輸送及び保管条件：
周囲温度 ...................................................................... -40 ～ 70 ℃
相対湿度 ....................................................................... 10 ～ 90 ％(結露ないこと)
気 圧 ........................................................................ 50 ～106 kPa- 3 -DG-073B

高電圧回路
定電圧形Ｘ線高電圧装置＋Ｔ

ＲＥＣＴＩＦＩＥＲ－Ｒｇ

Ｆ

１ピーク形Ｘ線高電圧装置（自己整流）

Ｔ

Ｒｇ

Ｆ

Ｔ：高電圧トランス

Ｆ：フィラメントトランス- 4 -Ｒｇ：バイアス抵抗

DG-073B

フィラメント特性
3.1
3.0

フィラメント電流 [A]

2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

フィラメント電圧 [V]

陽極加熱・冷却曲線

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

7210W

170W

6130W
543
冷却
21加熱

00123

冷却（または負荷）時間 [min]- 5 -4DG-073B

外形図
単位：ｍｍ

φ１１．７

６７±５３２±２

Ｍ６ 深１５主放射線方向
焦点１００ＭＩＮ８ＭＡＸ

φ３１ＭＡＸＦ

φ１３

主放射線方向
ＧＦ
Ｆ：フィラメント
Ｇ：グリッド営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
PJA-DG-073B 2022-03 Rev.0