Product Information

PIロータノード®
Ｅ７９０２Ｘ

ロータノード E7902X は、回転機構に液体金属潤滑動圧軸受（ＬＭ軸受）を用いることで連続高速回転を可能とし、静粛性と高信頼性を実現したＸ線管装置です。
このロータノードは、シネ撮影などの高速繰り返し撮影に優れており、グリッド制御による高速パルス透視が可能です。
陽極熱容量は 2130 kJ の大容量陽極を採用、さらに水冷式熱交換器を備え、管装置冷却率 3.5 kW と高冷却を実現しており、撮影間隔を短縮し、連続してより多くの撮影ができます。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................ クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 ........................................................ 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................. 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 ............................................................................ 125 kV
連続透視時 ........................................................................ 125 kV
グリッド制御方式パルス透視時 ...................................................... 110 kV
公称焦点値：
大焦点 ............................................................................... 0.8
小焦点 ............................................................................ (１)0.5
注(１) 同じサイズの小焦点が、二つ配置されています。
公称陽極入力（照射時間:0.1s） ................................................ 最大入力図参照
大焦点 ............................................................................. 90 kW
小焦点 ............................................................................. 45 kW
公称撮影陽極入力：
大焦点 ............................................................................. 86 kW
小焦点 ............................................................................. 43 kW★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7902X

陽極回転数 ................................................................... 9000 min-1 以上
管電流遮断格子電圧（小焦点） ...................................................... -2900 VDC
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ以上
（DC 500 V にて測定）
熱交換器入力電圧／電流 ....................................................... AC 100 V, 2 A
熱交換器電源周波数 ................................................................ 50/60 Hz
正常使用における管容器温度範囲 ................................................. 16 ～ 75 ℃
動作モード ............................................................................ 間欠外囲器電流（125kV/100mA） ........................................................... 約 10 mA
外囲器電圧（125kV/100mA） .............................................................. 0 kV
機械的定格：
外形寸法 ........................................................................ 外形図参照
全 長 ............................................................................ 562 mm
最大部直径 ........................................................................ 213 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 8 °
直 径 ............................................................................ 140 mm
材 質 .............................................................. レニウムタングステン
固有ろ過 ...................................... アルミニウム当量 1.1mm / 75kV IEC60522:1999
Ｘ線遮蔽（IEC60601-1-3:2008 を満足する。）：
Ｘ線漏洩 ...................................................................... 0.44 mGy/h
漏洩線量測定条件 ........................................................... 125 kV, 18 mA
Ｘ線照射範囲 ....................................................... SID 1000 mm にてφ281 mm
質 量 ............................................................................. 約 46 kg
高電圧端子 .......................................................... CLAYMOUNT 社 MINI-75 形
低電圧端子 ...................................................................... 外形図参照
冷却方式 ................................................................ 水冷式熱交換器方式
使用位置 .............................................................................. 任意- 2 -E7902X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
公称最高管電圧：
撮影時 ............................................................................ 125 kV
連続透視時 ........................................................................ 125 kV
グリッド制御方式パルス透視時 ...................................................... 110 kV
陽極（または陰極）アース間 ......................................................... 62.5 kV
最低使用管電圧 ....................................................................... 50 kV
最大使用管電流 .............................................................. 最大入力図参照
大焦点 ............................................................................ 950 mA
小焦点 ............................................................................ 600 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................. 5.9 A
小焦点 ............................................................................. 5.2 A
最大フィラメント電圧：
大焦点（5.9 A） ............................................................ 13.2 ～ 17.8 V
小焦点（5.2 A） ............................................................ 11.5 ～ 15.5 V
使用フィラメント加熱電源回路 ................................................. AC 25kHz 以下
連続陽極入力 ............................................................ 2200 W (3100 HU/s)
20 分間 ................................................................ 3000 W (4230 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ............................................................ 2130 kJ (3000 kHU)
陽極冷却率 ............................................................ 5500 W (7700 HU/s)
管装置熱容量 .......................................................... 2050 kJ (2890 kHU)
公称連続入力：水冷式熱交換器付(１) ............................................... 3500 W (296 kHU/min)
注(１) 水冷式熱交換器(HEX-119 または HEX-125)と組合せ、水冷式熱交換器の周囲温度 25℃での連続陽極入力。

- 3 -E7902X

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ............................................................... 18 ～ 40 ℃
使用時湿度 ................................................................... 30 ～ 85 ％(結露無いこと)
気 圧 ..................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送及び保管条件：
輸送及び保管温度：
冷却水充填前(１) ............................................................ -20 ～ 70 ℃
冷却水充填後 ................................................................ 2 ～ 60 ℃
輸送及び保管湿度 ............................................................. 20 ～ 90 ％(結露無いこと)
気 圧 ..................................................................... 50 ～ 106 kPa
姿 勢 ............................................................................ 陰極下注(１) 冷却水が一部でも残っていると冷却水の凍結によりＸ線管装置が破損する場合があります。

- 4 -E7902X

最大単発負荷定格
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
陽極回転数 ９０００ｍｉｎ－１
公称焦点値：０．８1100
1000
900100kV
110kV

90kV
80kV

70kV

125kV
60kV

管 電 流 [mA]

800
70050kV

600
500
400
300
200
10000.010.03 0.070.02
0.05 0.1

0.2

0.30.510.7

235 7 10負 荷 時 間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

公称焦点値：０．５650
600

管 電 流 [mA]

500

80kV

70kV

90kV

60kV

100kV
50kV

110kV
125kV

400300200

10000.01

0.03 0.070.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.510.7235 7 10負 荷 時 間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。
- 5 -E7902X

繰返し負荷定格（シネパルス入力）
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
陽極回転数 ９０００ｍｉｎ－１
公称焦点値：０．８×10 3
1009070
5S6010S

5015S
20S

4030S

30１カットの時間 [s]パルス入力 [kV × mA]

802010

パルス時間

01ms

02ms

203ms

100200

300

400

500

50100

150

200

250

40204ms

60
4080
60100

12080

140160120100

毎秒フレーム数 [F/s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

公称焦点値：０．５×10 360405S
10S15S
20S
30S3020

１カットの時間 [s]パルス入力 [kV × mA]

50

10

パルス時間

01ms
2ms
3ms
4ms

02020100200300

400

500

50100150200250

4060
4080
6010012080

100140160120

毎秒フレーム数 [F/s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

- 6 -E7902X

繰返し負荷定格（連続撮影入力）
動作条件： 定電圧形Ｘ線高電圧装置
陽極回転数 ９０００ｍｉｎ－１×10100

390
公称焦点値: 0.8

入 力 [kV × mA]

80
N=5N=10N=1570

N=2060N=3050
公称焦点値: 0.540
N=10N=20N=3030

Ｎ : 合計撮影枚数

200.005

0.01
0.007

0.020.030.050.1
0.04
0.070.2

パルス負荷時間 [s]

装置誤差、校正誤差についても考慮し、いかなる場合も表値を超えて使用しないでください。

- 7 -E7902X

フィラメント・管電流特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：０．８（代表値）
1100

17900100kV

90kV

15125kV800

管 電 流 [mA]

1680kV700

1413Ef

600

12500

1170kV60kV

4001050kV300

フィラメント電圧 [V]

1000

9200

8

100

7064.85.05.2

5.4

5.6

5.85.9フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.9A）

公称焦点値：０．５（代表値）
65070kV

6001580kV

55090kV
14100kV

管 電 流 [mA]

450125kV

400

1360kV350
300

1250kV

250
200

11Ef

150
100

1050
0

94.2

4.4

4.6

4.85.0

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 5.2A）- 8 -5.2

フィラメント電圧 [V]500

E7902X

熱特性図
Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃）

Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

2050
2000
冷 却
1500
2200W

1000
1100W
500

加熱
00102030

40

50

60

7080

冷 却 時 間 [min]陽極加熱・冷却曲線
2130
2000
冷却

陽極に残存する熱量 [kJ]

1800
1600

2200W

1400

1500W

1200
1000W

1000
800
600

500W

400
200
加熱
005101520

冷 却 時 間 [min]- 9 -2530

E7902X

外形図（１）
単位：ｍｍ

鉛コーン形状259.5130
126

4-M8 深15φ 92φ213

φ136

φ177128111.861V

φ165

φ197445°

焦点中心A4-M6 深8127211

B-1.0mm≦A≦1.0mm-1.0mm≦B≦1.0mm

中心放射線かつ基準軸
562
293

2698°

CATHODE2Ｂ
109.5ＣCATHODE1193
182

Ｓ (0.5: 小焦点)

209

Ｃ (COMMON)

Ｇ (GRID)

ANODE

12

Ｌ (0.8)Ｓ (0.5: 透視焦点)

Ｃ (COMMON)

Ｇ (GRID)

C (COMMON)CATHODE１

CATHODE２

陽極・陰極端子：CLAYMOUNT社MINI-75- 10 -

E7902X

外形図（２）
単位：ｍｍ
Ｃ矢視図

焦点位置

Ｂ矢視図
主放射線方向

133.5

アンダーガード（アーム搭載時は取外す）

11473109106.5

170
64.5650低圧端子台107.51091147373311141166014632208.5

低電圧端子結線図（カバー取り外し状態）

1101401706-M8 深10C1S1R190 5120S262.5
107129151
低電圧端子ＥＴ･･･保護接地端子
Ｕ ･･･ステータコイルＵ相Ｖ ･･･ステータコイルＶ相Ｗ ･･･ステータコイルＷ相

Ｇ ･･･ゲッター
ＭＴ･･･金属外囲器端子
Ｐ ･･･ポンプモータ（50/60Hz 100V）
Ｃ１･･･温度スイッチ共通- 11 -

Ｓ１･･･温度スイッチ８０℃（常時閉）
Ｓ２･･･温度スイッチ７０℃（常時閉）
ＦＥ･･･ケーブルシーケンス線アース

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7902X 2018-11