Modular Junction Box MJB5 Plus withUnder Bed Light (ext.) and Switch Input
Data Sheet

LINAK.COM/MEDLINE-CARELINEMJB5 Plus UBL (ext.) and Switch Input |2ContentsIntroduction��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
MJB5 Plus versions 506-010 and 506-020���������������������������������������������������������������������������������� 3Features and options������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3Usage ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3
Ordering example����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4Standard functionality���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5OpenBus™ standard configuration������������������������������������������������������������������������������������������� 5Dimensions���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Cable and accessory overview��������������������������������������������������������������������������������������������������� 7Contacts��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

MJB5 Plus UBL (ext.) and Switch Input |3Introduction
The modular junction box MJB5 Plus is designed for use together with OpenBus™ control boxes.
The MJB5 Plus makes it possible to connect multiple hand controls and attendant controls. It can even be
used for charging or to connect the Under Bed Light and 3rd party products.
The compact design and in-line cable management makes it easy to integrate in a wide range of healthcare
applications like hospital beds, surgery tables and treatment chairs.
The MJB5 Plus offers IPX6 Washable DURATM and is the perfect match for the OpenBus control box platform.
IPX6 Washable DURA helps prolong the lifetime and makes the system ready for wash tunnels and highpressure wash down.

MJB5 Plus versions 506-010 and 506-020
The MJB5 Plus is a modular junction box with 3 different options, Under Bed Light (UBL)
and two switch inputs, S1 and S2, which can be used for an external switch.

UBL
The MJB5 Plus with UBL is a simple solution to prevent fall accidents and make the patient feel safe. The UBL
makes it easy to find the way back to the bed at night without disturbing other patients. The MJB5 Plus has
an external LED cable (0964135) which is connected to Port 5.
The external LED cable makes it more flexible to use the UBL. It can be moved from side to side of the bed or
can be placed at the foot of the bed.
External Switch (S1/S2)
It is possible for the customer to connect a switch directly to the MJB5 Plus. It can be used with a customised
switch or control.

Features and options
Connections:

Up to 4 controls of various types with modular jack plug

Colour:Light Grey RAL 7035

Protection class:

IPX6 , IPX6 Washable DURA™

Current consumption:

VBus 8V = 9.3 mA
V Permanent 40V = 2.3 mA

Usage
Compatibility:

All OpenBus productsOperation temperature:+5 °C to +40 °C

Storage temperature:-10 °C to +50 °C

Relative humidity:

20% to 80% – non-condensing

Atmospheric pressure:

700 to 1060 hPa

Meters above sea level:

Max. 3000 meters

Latex free:Yes

Approvals:

IEC60601-1
ANSI/AAMI ES60601-1
CAN/CSA-22.2 No 60601-1

MJB5 Plus UBL (ext.) and Switch Input |Ordering
MJB5Plus orderingexample
exampleMJBSpecial/Standard code no.

No. of OPENBUS™ connections

0004000 =Port repeater box (without functionality)

502 =SMPS 4W (Switch Mode Power Supply)

504 =Gateway

505 =

UBL (Internal) / Switch input (S1 + S2)

506 =UBL (External) / Switch input (S1 + S2)

509 =Analogue to OPENBUSTM Converter

1 =For standard code: 502 (Ports: 1=OB, 2=third party)
For standard code: 504 (Ports: 1=OB, 5=Third party)

Configuration Number

000

3 =

For standard code 000: 3 ports

4 =For standard code 000: 4 ports
For standard code: 505, 506 & 509

5 =For standard code 000: 5 ports

000 =Port repeater box (without functionality)

001-099 =Standard configuration

100-999 =Special configuration

Not used-- =Not used

Colour11 =Light grey (RAL 7035)

HardWare version

00 =No Power request

1 =HW-variant with power request on all ports where it is possible

2 =HW-variant with power request on port 2 (Only for MJB509)

3 =HW-variant with power request on port 4 & 5 (Only for MJB509)

IP Degree

Cable

23Chosen item number:

2= IPX6

9= IPX6 Washable DURA

3 =

TM

No cable

MJB0004000-1023

Modular plug cable for connection of OpenBus™ control box to MJB5 Plus has to be ordered separately.
Please remember to order DURA cable and blind plug if IP degree IPX6 Washable DURA™ is required.

4MJB5 Plus UBL (ext.) and Switch Input |Port 5Port 45OpenBus™ connection / Ext. UBL cable /S1 pin pin 2 & 8 / S2 pin 2 & 9OpenBus connection / S1 pin 2 & 8 / S2 pin 2 & 9

Port 3 is not available
Port 2Port 1OpenBus connection / S1 pin 2 & 8 / S2 pin 2 & 9OpenBus connection

Standard functionality
UBL
The UBL LED can be switched on and off via the patient control (Key1) or the attendant control (Key2).
External Switch (S1/S2)
The external switch is connected to S1: Pin 2 & 8/S2: Pin 2 and 9 on Port 2, Port 4 or Port 5.
The switch input functionality can be enabled/disabled via the attendant control. The enable/disable status(switch status) is indicated on the OpenBus.
The switch input functionality is as standard to be used with a NO switch. When the switch is activated (NC),a notification is sent on the OpenBus (switch notification).

OpenBus™ standard configuration
Versions 506-010 and 506-020
MJB 5 0 6 4 0 1 0 - 1 0 2 3HardWare version:
0Standard
1
10MJBUBL04-x-x

UBL externel w PRQ

UBL ext. / Switch input (S1/S2)
0 1 0 DN (Device Number) 140
UBL Key 1:
UBL Key 2:
S1 Enable/disable Key 1:
S1 status:
S1 alarm:
S2 Enable/disable Key 1:
S2 status:
S2 alarm:

H28 (ID1)
E28 (ID5)
E22 + E27 (ID5)E7 (ID5)
E6 (ID5)
E23 + E27 (ID5)E9 (ID5)
E8 (ID5)

UBL ext. / Switch input (S1/S2)
0 2 0 DN (Device Number) 141
UBL Key 1:
UBL Key 2:
S1 Enable/disable Key 1:
S1 status:
S1 alarm:
S2 Enable/disable Key 1:
S2 status:
S2 alarm:

H28 (ID1)
E28 (ID5)
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled

When using
2 x=UBL(left/rightPRQ
Power
Request side of bed) is it important to order the MJB5 Plus with 2 different device
numbers. Otherwise is it not possible to define the MJB5 Plus through the SDT2. Order variant 506-010 &506-020.
The External Switch inputs are by default disabled (factory setting).
* Service Data Tool 2, can read out the special / standard code nr. and configuration.

MJB5 Plus UBL (ext.) and Switch Input |6Dimensions

Drawing no.: 0835101

MJB5 Plus UBL (ext.) and Switch Input |Cable and accessory overview
MJB5 Plus version

OrderingnumberDescription

AOC

509

UBL (Ext.)

506

UBL (Int.)

505

Gateway

504

SMPS

502

Port
repeater

000

0821147

MJB5 Plus locking mechanism

X

X

X

X

X

X

1015W1010-A

Mounting bracket exclusive screws

X

X

X

X

X

X

SA0002645

Special screws type WN1423 K60x16

X

X

X

X

X

X

0821008

Blind plug, RAL 7035 Light Grey, IPX6

X

X

X

X

X

X

0821120

Blind plug, RAL 7035 Light Grey, IPX6
Washable DURA™

X

X

X

X

X

X

0834000

USB cable, length 1000 mm(USB cable is not medically approved)

0964399

Modular plug cable with open end,
length 1500 mm

XX

0964461-xxxx

Modular plug to modular plug, 6-wireextension cable

X

X

0964140-1375

Gateway cable,
xxxx mm, modular plug,
open end

0964135

Under Bed Light Cable,
2500 mm0965347

Modular plug cable with 10 open-end
wires

X

X

X

X

X

X

X
X

7

Contacts
FACTORIES
Denmark - Headquarters
LINAK A/S
Phone:+45 73 15 15 15
Fax:+45 74 45 80 48
Fax (Sales): +45 73 15 16 13
Web:
www.linak.com

SUBSIDIARIES
Australia
LINAK Australia Pty. Ltd
Phone:+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
E-mail:sales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

Japan
LINAK K.K.
Phone:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
E-mail:linak@linak.jp
Web:www.linak.jp

DISTRIBUTORS
Argentina
Novotec Argentina SRL
Phone:
011-4303-8989 / 8900
Fax:
011-4032-0184
E-mail:info@novotecargentina.com
Web:
www.novotecargentina.com

China
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Phone:+86 755 8610 6656
Phone:+86 755 8610 6990
Web:
www.linak.cnAustria
LINAK Zweigniederlassung - Österreich (Wien)
Phone:+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.at - www.linak.hu

Malaysia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Phone:+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
E-mail:info@linak-asia.com
Web:
www.linak.myColombia
MEM Ltda
Phone:
Fax:
E-mail:Web:

Belgium
LINAK Actuator-Systems NV/SA(Belgium & Luxembourg)
Phone:+32 (0)9 230 01 09
E-mail:beinfo@linak.beWeb:www.linak.be - www.fr.linak.beNetherlands
LINAK Actuator-Systems B.V.
Phone:+31 76 5 42 44 40 /+31 76 200 11 10
E-mail:info@linak.nl
Web:www.linak.nl

India
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Phone:+91-44-28558484, 85
E-mail:bala@mechatronicscontrol.com
Web:
www.mechatronicscontrol.com

BrazilLINAK Do Brasil Comércio De Atuadores Ltda.
Phone:+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
E-mail:info@linak.com.br
Web:www.linak.com.br

New Zealand
LINAK New Zealand Ltd
Phone:+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
E-mail:nzsales@linak.com.au
Web:www.linak.com.au

CanadaLINAK Canada Inc.
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
E-mail:info@linak.ca
Web:www.linak-us.com

NorwayLINAK Norge AS
Phone:+47 32 82 90 90
E-mail:info@linak.no
Web:www.linak.no

Thailand
LINAK APAC Ltd.
Phone:+66 33 265 400
Web:www.linak.com
USA
LINAK U.S. Inc.
Americas Headquarters
Phone:+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Web:
www.linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

Czech Republic
LINAK C&S s.r.o.
Phone:+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
E-mail:info@linak.cz
Web:www.linak.cz - www.linak.sk
Denmark - International
LINAK International
Phone:+45 73 15 15 15
E-mail:info@linak.com
Web:
www.linak.com
Denmark - Sales
LINAK Danmark A/S
Phone:+45 86 80 36 11
Fax:+45 86 82 90 51
E-mail:linak@linak-silkeborg.dk
Web:www.linak.dk
Finland
LINAK OY
Phone:+358 10 841 8700
E-mail:linak@linak.fi
Web:www.linak.fi
FranceLINAK France E.U.R.L
Phone:+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:+33 (0) 2 41 36 35 00
E-mail:linak@linak.fr
Web:www.linak.fr
Germany
LINAK GmbH
Phone:+49 6043 9655 0
Fax:+49 6043 9655 60
E-mail:info@linak.de
Web:www.linak.de
India
LINAK A/S India Liaison Office
Phone:+91 120 4531797
Fax:+91 120 4786428
E-mail:info@linak.in
Web:www.linak.in

PolandLINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Phone:+48 22 295 09 70 /+48 22 295 09 71
E-mail:info@linak.pl
Web:www.linak.pl
Republic of Korea
LINAK Korea Ltd.
Phone:+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
E-mail:info@linak.kr
Web:www.linak.kr
Slovakia
LINAK Slovakia S.R.O.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk
Spain
LINAK Actuadores, S.L.u
Phone:+34 93 588 27 77
Fax:+34 93 588 27 85
E-mail:esma@linak.es
Web:www.linak.es

Indonesia
PT. Himalaya Everest Jaya
Phone:+6 221 544 8956 /+6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Sales): +6 221 619 4658
E-mail:hejplastic-div@centrin.net.id
Web:www.hej.co.id
IsraelNetivTech LTDPhone:+972 55-2266-535
Fax:+972 2-9900-560
Email:
info@NetivTech.com
Web:
www.netivtech.com
Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Phone:+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
E-mail:servodynamics@servo.com.sg
South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Phone:+27 011 466 0346
E-mail:gartht@isagroup.co.za
Web:www.isaza.co.za
United Arab Emirates
Mechatronics
Phone:+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
E-mail:mechtron@emirates.net.ae

SwedenLINAK Scandinavia AB
Phone:+46 8 732 20 00
Fax:+46 8 732 20 50E-mail:info@linak.se
Web:www.linak.se
Switzerland
LINAK AG
Phone:+41 43 388 31 88
Fax:+41 43 388 31 87
E-mail:info@linak.ch
Web:www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch
TaiwanLINAK (Shenzhen) Actuator systems Ltd.
Taiwan Representative office
Phone:+886 2 272 90068
Fax:+886 2 272 90096
E-mail:sales@linak.com.tw
Web:www.linak.com.tw

Ireland
LINAK UK Limited (Ireland)
TurkeyPhone:+44 (0)121 544 2211
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Phone:+ 90 312 4726338+44 (0)796 855 1606 (UK Mobile)
Fax:+ 90 312 4726635+35 387 634 6554 (Rep.of Ireland Mobile)
E-mail:info@linak.com.tr
E-mail:sales@linak.co.uk
Web:www.linak.com.tr
Web:www.linak.co.uk
United Kingdom
Italy
LINAK UK Limited
LINAK ITALIA S.r.l.
Phone:+44 (0)121 544 2211
Phone:+39 02 48 46 33 66
Fax:+44 (0)121 544 2552
Fax:
+39 02 48 46 82 52
E-mail:sales@linak.co.uk
E-mail:info@linak.it
Web:www.linak.co.uk
Web:www.linak.it

Terms of use
LINAK® takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. However, theuser is responsible for determining the suitability of LINAK products for a specific application.
Due to continual development, LINAK products are subject to frequent modifications and changes.
LINAK reserves the rights to conduct modifications, updates, and changes without any prior notice. For
the same reason, LINAK cannot guarantee the correctness and actual status of imprinted information on
its products.

LINAK uses its best efforts to fulfil orders. However, for the reasons mentioned above, LINAK cannotguarantee availability of any particular product at any given time. LINAK reserves the right to discontinue
the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues or in other written material
created and produced by LINAK, LINAK subsidiaries, or LINAK affiliates.
All sales are subject to the ‘Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK A/S’ available on LINAK websites.
LINAK and the LINAK logotype are registered trademarks of LINAK A/S. All rights reserved.

Copyright© LINAK • 2024-03 • LIT-62-02-063 ASlovakia
LINAK Slovakia s.r.o.
Phone:+421 51 7563 444
Web:www.linak.sk+[57] (1) 334-7666+[57] (1) 282-1684
servicioalcliente@memltda.com.cowww.mem.net.co