Product Information

PIアナリクス®
Ｅ７３４０Ｘ
アナリクス E7340X は、直径 14 mm の焦点をもち、最大定格 3.0 kW，陰極接地形の分析用Ｘ線管です。
このアナリクスは、Ｘ線蛍光分析の微量分析に適しております。

一般定格
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 ...................................................................... 陰極接地方式
最高使用管電圧 ......................................................................... 60 kV
実焦点 ............................................................................... φ14 mm
投入電圧 ........................................................................... 20 kV 以下
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 459 mm
最大部直径 ........................................................................ φ124 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 90°
材 質 .................................................................................. Rh
固有ろ過 ................................................................... 127μm ベリリウム
質 量 .............................................................................. 約 10 kg
冷却方式 ................................................................................ 水冷
陽極（ターゲット）
冷却水量 ................................................................ 2.4 ℓ ／min 最小
冷却水の水質 ...................................................................... 純水
冷却水の抵抗値 ......................................................... 500 kΩ･cm 最小
冷却水温 ............................................................. 流水口にて 45℃ 以下
水 圧 ...................................................................... 490 kPa 最大
圧力損失 ........................................................ 2.4 ℓ ／min にて 68.6 kPa
陰極（ジャケット）
冷却水量 ................................................................ 2.0 ℓ ／min 最小
冷却水の水質 ........................................................ 上水道水または純水
冷却水温 ............................................................. 流水口にて 55℃ 以下
水 圧 ...................................................................... 490 kPa 最大
圧力損失 .......................................................... 2.0 ℓ ／min にて 49 kPa
取付位置 ................................................................................ 任意★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7340X

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧 ......................................................................... 60 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 20 kV
最大使用管電流 ........................................................................ 100 mA(管電流特性図参照)
最大フィラメント電流 .................................................................... 10 A
(フィラメント特性図参照)
使用フィラメント加熱電源回路 ..................................................... 20 kHz 以下
最大入力（連続） ...................................................................... 3.0 kW

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ...................................................................... 85 ％ 以下
（結露のないこと）使用時気圧 ................................................................... 70 ～ 106 kPa
振動・衝撃 ........................................................................ 無いこと
輸送条件および保管条件：
輸送および保管温度 ........................................................... -20 ～ 70 ℃
輸送および保管湿度 .............................................................. 85 ％ 以下
（結露のないこと）輸送および保管気圧 ........................................................... 50 ～ 106 kPa
振動 .......................................................................... 4.9 m/s2 以下
衝撃 ........................................................................... 98 m/s2 以下- 2 -E7340X

最大入力図（絶対最大入力）100

管 電 流 [mA]

80

6040

2002030405060

管 電 圧 [kV]

管電流・フィラメント特性（代表値）
1210010

フィラメント特性（ケーブル付）
フィラメント特性（ケーブル無）

60

8640
管電流
(20～60kV)

20

420
678

フィラメント電流 [A]（最大フィラメント電流 10A）

- 3 -

910

フィラメント電圧 [V]

管 電 流 [mA]80

E7340X

外形図（１）
単位：ｍｍＡ

注 １．矢印

はＸ線放射方向を示す。

２．フィラメントケーブルはＪＩＳ Ｃ３３２７－１９８７２（２ＰＮＣＴ）公称断面積２ｍｍ 長さは全長６ｍとし，管球端部より１５０ｍｍの所でコネクタにより脱着可能とする。
コネクタは日本エーエムピー製アンプパワーロックコネクタ，製品番号１０８－１１０２６（ＵＬ Ｎｏ．Ｅ２８４７６）とする。
３．高電圧ケーブルのソケットはＩＥＣ６０５２６形を使用。

２５１７．５

７／１６インチねじ２４山

４５９±３５．５

φ６．５

冷却水入出口詳細

１１４Ｍａｘ

φ１０３Ｍａｘ

接地線接続端子

陽極冷却水入口（２９）

陰極冷却水入口

陰極冷却水出口２－Ｍ５タップ深さ１２ＰＣＤ１１１３０°

陽極冷却水出口

φ６６．８
Ｍ６３．５ Ｐ＝１．２７- 4 -φ１２４

E7340X

外形図（２）
単位：ｍｍⒶ 詳細図

３２ＭＡＸ

３９．８ＭＡＸ

６０３．５

φ１８０．５３０°

φ２３φ３１φ５２φ５３Φ６６＋０．０５０φ６８．１７－０．０８０φ７３．８ＭＡＸ

Ｂｅ窓有効径１０．６ＭＡＸ
注１０．１５１０５３７．６±０．２５
７６．３±１

注１：ターゲット先端から管球先端までの距離- 5 -営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7340X 2018-11