振動計綜合型錄
V I B R AT I O N m e a s u r i n g I n s t r u m e n t s G e n e r a l C a t a l o g可攜式振動計數位振動計

MODEL-1332B

小型輕量的數位顯示振動計●操作簡單、實用，可迅速測量振動●符合振動強度測量儀器相關的JIS B 0907標準

Po r ta b le Vi b ra t i o n M ete r●可用於設備儀器之日常檢查、產品開發設計、產品出貨檢查等各種用途。
●備有檢測器,磁性座等測量所需用品。
（附檢查證明）■ 關於振動檢測方法
使用數位振動計,只需將檢測器接觸於待測物上即可測量振動,也可使用磁性座或探針進行各種測試用螺絲固定檢測器

用磁性座固定檢測器

電纜電纜

橡膠蓋
檢測器安裝後用橡膠蓋保護檢測方向檢測方向橡膠蓋檢測器安裝後用橡膠蓋保護檢測器檢測器

緊定螺絲磁性座固定螺絲被檢測面被檢測面用雙面膠帶固定檢測器用接觸針抵住檢測器
橡膠蓋電纜

檢測器安裝後用
橡膠蓋保護

橡膠蓋檢測器檢測方向檢測方向檢測器安裝後用橡膠蓋保護檢測器雙面膠貼帶探針
被檢測面被檢測面

■ 與記錄器或電腦連接
CF記憶卡
感應器

旋轉機械■ 振動強度

數位振動計
MODEL-1332B

振動記錄器
MODEL-9801

JIS B 0906（ISO 10816-1）

振動速度的有效值（rms均方根有效值）［mm/s］■ 規格
A……優B……良C……可D……差機械組

1

至電腦

振動波形
輸出Class 1

作為整體構成要件的一部分裝入的發動機和機械（15kW以下通用電動馬達等）

Class 2

無特殊基礎的中型機械（15kW∼75kW電動馬達等）
以及安裝在堅固基礎上的發動機或機械（300kW以下）Class 3

安裝在剛性基礎上的大型原動機或大型旋轉機械Class 4

安裝在剛性相對較軟的基礎上的大型原動機或大型旋轉機械（輸出功率10MW以上的渦輪發電機組、燃氣渦輪機等）

加速度測量範圍高(Peak) 0.1∼199.9m/s2∕低(峰值) 0.01∼19.99m/s2

速度測量範圍

高(RMS) 0.1∼199.9mm/s∕低(均方根) 0.01∼19.99mm/s

位移量測量範圍高(P-p) 0.01∼19.99mm∕低(峰對峰值) 0.001∼1.999mm

測量精準度

加速度 5∼1,000Hz(±1dB)、5∼10,000Hz(±3dB)

80Hz、1/2FS

速度

23±5℃

位移量 10∼1,000Hz(依據JIS B 0907)溫度範圍

檢測器部：-20∼110℃、 本體部：-10∼50℃

交流輸出訊號

±2V（滿刻度）

電源

2顆3號鹼性電池(LR6) 連續使用30小時以上

尺寸與重量(本體)W75×H130×D24mm

標準配件

10∼1,000Hz(依據JIS B 0907)

約200g

本體MODEL-1332B 壓電加速度檢測器MODEL-2304A 低雜訊電纜LNC-3F-1.5L
接觸針LC-90 磁性座MG-1 鹼性電池 收納箱 檢查證明

■ 選用配備型號與規格型號

大輸入型 MODEL-1332B-01H

高感度型 MODEL-1332B-01L

輕量感應器型 MODEL-1332B-00F

測量範圍

20.1∼1999m/s（峰值）
0.1∼1999mm/s（均方根）0.001∼19.99mm（峰對峰值）

20.001∼19.99m/s（峰值）0.001∼19.99mm/s（均方根）0.1∼1999μm（峰對峰值）※檢測器為小型輕量的1g型。
測量範圍與標準型相同。

可攜式振動計迷你振動計

MODEL-1022A

類比計式高性能手持式振動計●因採用類比計式，故跳動小，即使是波動較
大的振動亦可穩定讀取。

Po r ta b le Vi b ra t i o n M ete r ／●內建頻率分析濾波器，可僅測量轉速的振動成分。
●符合振動強度測量儀器相關的JIS B 0907標準。
●是一款動電式速度型檢測器的手持式振動計。

■ 規格
加速度測量範圍

0.3,1,3,10,30m/s2(峰值)/滿刻度

速度測量範圍

1,3,10,30,100mm/s(均方根)/滿刻度

位移量測量範圍

10,30,100,300,1000μm(峰對峰值)/滿刻度

頻率範圍

10 ∼ 1000Hz分析頻率

10 ∼ 1000Hz

交流輸出訊號

±1V/滿刻度

精準度

3%（80Hz 正弦波，100μm(峰對峰值)）使用溫度範圍-10℃∼ +50℃

電源（乾電池）1只6P型方形電池6F22(9V)連續使用24小時以上

本體 (W)85×(H)190×(D)55mm
尺寸與重量檢測器 (H)72×(Dia)30mm

750g

140g

20g

Vibration Calibrator

接觸針 (L)55mm

校正用加振器Q=10本體1022A 電動速度檢測器型MODEL-2008
標準配備

檢測器電纜CA2411-1
輸出電纜CA1311-1
可攜式鋁殼 6P型方形電池

選購件

磁性座 MG-2

可攜式加振器MODEL-8100

輕鬆校正感應器和振動計●可在加速度模式和位移模式下加振。
●可調整加振等級。
●最適合長時間使用後或測量前的感度檢查。

■ 規格
加振力

最大9.8N

最大振幅5mm(峰對峰值)加速度範圍

0∼199.9m/s2(峰值)位移量範圍

0∼1.999mm(峰對峰值)

精準度

3％以內（80Hz、10m/s2、25℃）
80Hz、500Hz 切換式

待校正感測器

加振等級顯示電源控制器

加振台
加振頻率切換加振頻率

加振台

φ25mm、M6 P=1的螺絲孔加工

交流輸出訊號

AC±2V/滿刻度溫度範圍

－20℃∼50℃

電源

AC100V±10V

尺寸與重量116(W)×199(H)×199(D)mm

待校正振動計【實際校正範例】

亦可從外部函數產生器等輸入訊號。
（5∼5kHz）

選購配備

50/60Hz 1A以內
約4.2kg

加振台 φ25mm、M5 螺絲孔加工型
加振台 φ25mm、10-32UNF 螺絲孔加工型

2

振動監控儀振動轉換器

MODEL-2502●可選擇加速度型、速度型、位移量型。

實現簡單且經濟實惠的振動監控
基本連接範例尺寸圖（單位：mm）

驅動電源

防水接頭

Vibration Monitor●方便的4-20mA輸出類型。亦可長距離佈線。
●用於幫浦、鼓風機等各種旋轉機械的振動監控。

M6 P=1深度54-20mA受信機

3-M4 深度5振動轉換器本公司製造的數位監控器
2590C，為警報電路與該部分呈一體化的結構。

金屬（黃銅）
玻璃纖維強化酚醛樹脂＜底視圖＞
可用1只M6螺絲安裝。

■ 規格
測量模式

加速度

速度位移量

位移量型號

2502-01

2502-022502-032502-03H

滿刻度範圍

100m/s 峰值

50mm/s均方根 200μm(峰對峰值)2mm(峰對峰值)頻率範圍

5 ∼ 1,000Hz

10 ∼ 1,000Hz

10 ∼ 500Hz

210 ∼ 500Hz

測量範圍

滿刻度的1∼110％

信號輸出

DC4-20mA/0- 滿刻度

直線性

滿刻度的1%以內

精準度

5％以內（80Hz、1/2 滿刻度、20℃）

驅動電源

DC9 ∼ 28V

●用作簡易型專用振動計。

溫度範圍-20 ∼ 80℃●用於工具機、化工、製造工廠的設備診斷。

防護等級

IP64

●用於其他振動測量與監控。

耐震性

連續200m/s2、衝擊1,000m/s2

絕緣電阻

100MΩ DC500V（端子-外殼）耐電壓AC1,500V 1分鐘（端子-外殼）

輸出電纜

3m信號線,前壓端子

外型尺寸與重量

φ45×45(H)mm、105g（不含電纜）材質玻璃纖維強化酚醛樹脂安裝

M6 螺絲

可選配件

（含在本體側安裝專用連接器的施工費用）■ 用途●用於經濟實惠、簡單的振動監控系統。
●用作馬達、幫浦、鼓風機等旋轉機械的組件。
●用作自動檢測系統的振動檢測器。

例1>大型風扇 的振動監控

收納櫃

風機

馬達

延長電纜 CA02743-XXm 請洽詢本公司安裝用磁性座數位監控器

MODEL-2590C●將4-20mA信號轉化為數值的數位監控器。
●內建AL1、AL2、上限2段警報電路與延時計時器。
●可透過與MODEL-2502組合，
建構經濟實惠的振動監控系統。

附警報功能的數位顯示監控器
■ 規格
輸入訊號

4-20mA

類比輸出

4-20mA

輸入阻抗

10 Ω

顯示範圍

可設定為0∼任意的滿刻度值

顯示器

7段紅色LED 5位

顯示週期

可設定為0.1∼5秒 標準為1秒

外部設備驅動電源

DC24V、1 00mA Max.

警報設定

AL1、AL2的上限2段可任意設定 可自動歸零、自保持延時設定：可設定為0.1∼99.9秒 標準為5秒

警報接點

各1C 接點，額定AC250V 5A，DC30V 5A Max.

面板表面防護結構

IP65（使用橡膠密封圈時）使用溫度

0 ∼ 50℃

尺寸與重量96(W)×48(H)×92(D)mm 約300g

電源AC85 ∼ 264V 50/60Hz 15VA Max.

警報設定

①類比輸出變更
輸出類型：4-20mA、0∼5V、1∼5V、0∼10V②DC24V 電源型

3低頻振動計

3軸微振檢測器

MODEL-2205B

用於測量低頻微小振動的3向振動計●內建3向伺服式檢測器，精確量測3軸的微振動。
L o w F r e g u e n c y Ty p e●測量模式可在加速度、速度、位移量之間切換。
●最適合量測建築物的持續微小振動或
半導體製造工廠的地面振動。

充電器用連接器（兼用於內建電池充電）

■ 規格
檢測部

■ 使用範例
精密加工設備的安裝地面振動測量
在微小振動會對設備產生影響的精密加工
場所進行地面振動測量。

3向伺服加速度計 解析度：1μG以下
加速度：5V/10m/s2

輸出感度

速度：5V/10mm/s
位移量：5V/100μm

輸出端子

R01型 6針連接器
直流加速度：DC∼100Hz（±10%）

橋梁振動測量頻率範圍

透過測量橋梁的振動，可分析其振動特性。

校舍的抗震性依照各樓層的持續微動測量資料來探討校
舍的抗震強度。

遺址調查
透過測量遺址等結構體的持續微振，可分析其振動特性。

交流加速度：0.5∼100Hz（±10%）速度：1∼100Hz（±10%）位移量：1∼100Hz（±10%）

低通濾波器

200Hz

精準度

±3%（16Hz、5m/s2、室溫）雜訊

直流加速度：0.001m/s2以下
交流加速度、速度、位移量：2μG以下（使用內建電池時）

抗衝擊1,000m/s2、5ms

DC歸零功能使用DC歸零按鈕,3方向同時歸零溫度範圍-10 ∼ 60℃

電源

充電式密封型鉛電池，可連續使用5小時以上。

電量警報

電池電量低時綠色LED熄滅

尺寸與重量

參見外形圖，約2kg
充電器 MODEL-2205-80

選購配備

交流電源轉接器 MODEL-2205-81
輸出電纜 MODEL-2205-91（本體側 R01、輸出側 BNC×3）振動監控裝置MODEL-2205-12

方便組合的可攜式監控裝置●可與MODEL-2205B組合使用的監控裝置。
●具放大功能，可進行更高感度量測。
●可使用手邊的類比儀表確認震動值。

■ 規格
適用的檢測器MODEL-2205B

滿刻度範圍

速度：0.1/0.316/1/3.16/10mm/s(峰值)

加速度：0.1/0.316/1/3.16/10m/s2(峰值)
位移量：1/3.16/10/31.6/100μm(峰對峰值)
輸出端子

BNC

電源

鹼性乾電池 6F22(9V)×2顆，連續使用40小時以上

尺寸與重量96(W)×155(H)×48(D)mm，約700g

標準配備

監控裝置MODEL-2205-12
監控電纜CA6811-3m4電荷放大器

電荷放大器

MODEL-4035-50

通用型電荷放大器●動態範圍100dB以上。
Charge Ampliﬁer●最適合高精度量測。
●使用於電荷輸出型,內建放大器型感測器。

■ 規格標準型

MODEL-4035-50

輸入端子有絕緣BNC連接器

適用的檢測器

電荷輸出型檢測器、內建放大器型感測器

恆定電流驅動電源+24V、3mA恆定電流（使用內建放大器型感測器）
0.5Hz ∼100kHz・・・+1、-3dB

頻率特性

1Hz∼50kHz・・・±1dB

滿刻度感度

1V/1pC(mV) ∼ 10,000pC(mV)

5Hz∼20kHz・・・±0.5dB

感應器感度

測量範圍

0.100∼0.999pC(mV)

10、30、100、3,000、1,000、3,000、10,000

UNIT/V
1.00∼9.99pC(mV)

1、3、10、3 0、100、300、1,000 UNIT/V※

10.0∼99.9pC(mV)

0.1、0.3、1、3、10、30、100 UNIT/V

100∼999pC(mV)

0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10 UNIT/V

交流輸出（BNC連接器）最大輸出電壓±10V（±1V/FS）
但範圍300的最大值為±3.16V，範圍1,000的最大值為±1V。

輸出

直流輸出（DSUB連接器）最大輸出電壓+10V（+1V/FS）
但範圍300的最大值為+3.16V，範圍1,000的最大值為+1V。
全頻段：①[0.008pCrms+輸入容量每1,000pF為0.005pCrms]的輸入換算值和
②5mV（RMS）中之較大者雜訊水平（typ.）窄頻段：0.5Hz、100pC/V・・・・・・10μV/ √ Hz
20∼1,000Hz、100pC/V・・・1μV

寬頻(mV)：①10μVrms的輸入換算值和②5mVrms中之較大者
精準度

在1,000Hz、輸入容量為1,000pF以下時，全範圍均為1.5%以內
LPF：1,000Hz、10,000Hz（-12dB/OCT）

濾波器

可實現利用AC適配器的1CH使用以及利用電源單元的多CH使用。

HPF：3Hz、10Hz（-12dB/OCT）溫度、濕度範圍-20℃∼+60℃、90%RH以下
DC±9V∼±15V或AC100∼240V（透過交流電源轉接器）

電源

裝入多通道收納箱中時，可使用電源裝置
電源裝置MODEL-4035-10M（AC100V，最多可驅動10CH）

尺寸與重量34.5(W)×99(H)×152(D)mm 約350g

組成・數位加速度計 MODEL-1340B
・壓電加速度檢測器 MODEL-2358・低噪音電纜 LNC-1A-3・磁性座 MG-1
・M6 安裝螺絲
・3號鹼性電池・收納箱・操作說明書

11111211台
個
根個
只顆
台
本

■ 選用配備型號與規格
高感度型

MODEL-4035-51

滿刻度感度

1V/0.1pC(mV) ∼ 1,000pC(mV)

感應器感度

測量範圍0.100∼0.999pC(mV)

1、3、10、30、100、300、1,000 UNIT/V※

1.00 ∼ 9.99pC(mV)

0.1、0.3、1、3、10、30、100 UNIT/V

10.0 ∼ 99.9pC(mV)

0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10 UNIT/V

大輸入型

MODEL-4035-52

滿刻度感度

1V/10pC(mV) ∼ 100,000pC(mV)

感應器感度

測量範圍

10.0 ∼ 99.9pC(mV)

1、3、10、30、100、300、1,000 UNIT/V※

1.00∼9.99pC(mV)

10、30、100、300、1,000、3,000、10,000 UNIT/V

0.100∼0.999pC(mV)

100、300、1,000、3,000、10,000、30,000、100,000 UNIT/V
交流電源轉接器MODEL-4035-91
電源裝置MODEL-4035-10M
3CH收納箱MODEL-4001-20
其他選購配備

4CH收納箱MODEL-4035-21
10CH收納箱MODEL-4035-23
空白面板MODEL-4035-30○交流電源轉接器為1CH驅動用。多CH時，由CH收納箱和電源裝置驅動。

5※面板表面的顯示範圍。其他範圍透過替換讀取使用。

振動監控儀PLC用感應器放大器

MODEL-9401

最適合使用PLC進行振動監控和分析●可連接各大PLC廠商的高速輸入裝置。
Vibration Monitor●通用性強，適用於各種用途和環境。
●兼顧經濟實惠和高精度的振動測量系統。

■ 基本系統構成範例
本產品可與適合多種用途、環境的各種振動感應器組合，即時輸出高精度波形訊息，最適合使用PLC
等進行監控和分析。

振動感應器
MODEL-2470

感應器電纜
CA2953-5m

振動感應器
MODEL-2470

輸出電纜CA2153-1m

輸出電纜CA2153-1m

感應器電纜
CA2953-5m

PLC

PLC用感應器放大器
MODEL-9401■ 規格
輸入規格
輸入通道數

2通道

輸入端子

端子排（3.8mm間距）

適用的檢測器

前置放大器內建型

輸出規格（AC OUT）
輸出通道數

2通道

輸出端子

端子排（3.8mm間距）

輸出訊號

最大輸出±10V

頻率響應特性精準度

1Hz〜20kHz（±1.0dB）
0.5Hz ∼ 20kHz（+1.0dB、-3.0dB）±2%（23℃±5℃、1kHz/1V（峰值）輸入時，範圍×10）

一般規格
電源

DC18 ∼ 36V

溫度濕度範圍

-10∼+60℃、90%RH以下（無凝露）重量210g（不含感應器、電纜）

選購配備規格附直流輸出2CH

MODEL-9401-04

直流輸出 最大0.707V

2CH
（變頻型）

MODEL-9401-06

頻率響應特性 1Hz∼10kHz
各型號均可製作1ch型。歡迎洽詢。

■ 2ch系統組成
產品名稱型號（數量）振動感應器

MODEL-2470（2）感應器電纜5mCA2953-5m（2）PLC用感應器放大器

MODEL-9401-02（1）

輸出電纜1m

CA2153-1m（2）6因 應「 安 全 、舒 適 」的 需 求［總公司］郵遞區號101-0024

東京都千代田區神田和泉町1-5-9

經銷商TEL.03-3866-3210（總機）∕FAX.03-3866-3060［大阪營業所］郵遞區號541-0046
大阪府大阪市中央區平野町1-7-14 平野町Grand Building 6樓 東
TEL.06-6205-5070（總機）∕FAX.06-6125-5111［工廠］郵遞區號193-0835

東京都八王子市千人町3-16-2

TEL.042-664-3232（總機）∕FAX.042-664-3276

http://www.showasokki.co.jp/※本型錄所述規格與設計如因產品改進而更改，恕不另行通知。

24.9.02