オプティカルユニット ／ オプティカルエレメント ／ 光学フィルタ［東京］TEL：03 (3257)1911・FAX：03 (3257)1915［大阪］TEL：06 (6306)1911・FAX：06 (6306)1912

CONTACTE-mail：eigyou@chuo.co.jp

URL：www.chuo.co.jp

オプティカル オプティカル オプティカル オプティカル
ベース
アクセサリ
エレメント
実験セット

光学フィルタとは
光学的用途に用いられるフィルタは、入射光の中に含まれる光の情報の一部だけを選択的に取り出し（パスし）、それ以外の情報は吸収、あるいは反射によりカットする機能があります。光の情報にも色々な種類の情報がありますが、大別すると
「波長」
「、偏光」
「、光強度」の 3 種類に分類できます。
波長用のフィルタは、入射光の中の特定波長だけを選択的に取り出すことのできるフィルタです。
偏光用のフィルタは、入射光から特定の電界振動方向の成分だけを選択的に取り出すことのできるフィルタです。偏光フィルタがその対象になります。
光強度用フィルタは、前述の波長や偏光のファクターに依存せずに、入射光の光強度（振幅）を変えることのできるフィルタです。減光用のフィルタとして ND フィルタがその対象になります。
前述のフィルタ製品以外にも、波長板や光拡散板も取り扱っております。但し厳密な意味において、波長板や拡散板はフィルタの中には分類されません。なぜなら波長板や拡散板は光の状態を変えているだけで、光の情報を選択的に取り出すというフィルタ本来の定義には該当しないからです。

単レンズ
レンズ

大抵の波長用フィルタは、製造的な観点から見た場合に、誘電体多層膜（誘多膜）フィルタとフィルタガラスに大別することが出来ます。誘多膜フィルタは、基板表面にフィルタとして機能する誘多膜を蒸着したタイプです。誘多膜フィルタは、光の干渉効果により波長を選択的に非球面レンズ取り出します。分光透過特性のグラフにおいて、パス／カットの急激な立ち上がり（或いは立ち下がり）を示すのが誘多膜フィルタの特長です。

アクロマティック

誘電体多層膜フィルタ vs フィルタガラス

但し誘多膜フィルタの場合は得られる光学特性に入射角度依存性があるため、使用の際には注意が必要です。これに対し、フィルタガラスは、基板自体による光の吸収によって、特定の波長を取り出します。フィルタガラスは、誘多膜フィルタのような入射角依存性がないため、使用ボール
レンズが比較的容易です。但しその反面、パス／カットの立ち上がり（あるいは立ち下がり）が緩やかな特長があります。

シリンドリカル
レンズ

コーティング面の有無、及びその識別方法
ミラーに用いられる金属膜の場合、基板のどちら側の面にその膜が施されているかを視覚的に判断するのは、比較的容易です。それに対し、

フレネル
レンズ

反射防止膜やハーフミラーに代表される透光性を持った誘電体多層膜が蒸着されている場合、その膜の面を判別するのは時として難しい場合があります。判別のポイントは、基板の端面（コバ面）を見ることです。下の 2 つの写真は IR カットフィルタと光学ウインドウですが、赤矢印

ビーム
エキスパンダで示した手前側の端面の色に対して、青矢印で示した奥側の同面の色が同じかどうかでコーティング面を識別することができます。IR カットフィルタの写真では、青矢印側の端面が赤矢印側の同面に比較して色づいて見えることから、表面に膜が施されていることがわかります。対する光学ウインドウの写真では、青矢印側の端面が赤矢印側の同部の色と変らないことから、膜が何も施されていないことがわかります。基

光学用
ミラー

板の表面と裏面に各々異なる光学特性のコーティングが施された製品の場合も。同様の見方をします。手前側と奥側の端面の色や明るさを比較することによって、各々の膜を識別することができます。

ビーム
スプリッタ

500nm

600nm

光学ウインドウ

400nm

700nm
赤外
近赤外光 :750-3000nm
中赤外光 :3㎛-30㎛
遠赤外光 :30㎛-1000㎛

光学ウインドウ

偏光素子

IR カットフィルタ（コーティング面）

光学フィルタ紫外 :1nm-400nm
紫外光 A:320-400nm
紫外光 B:280-320nm
紫外光 C:100-280nm

プリズム

可視スペクトル 400-750nm

波長板
ＮＤフィルタスペイシャルフィルタ

IR カットフィルタ

その他
光学部品

ユニット製品総合カタログ 38号

981

オプティカルユニット ／ オプティカルエレメント ／ 光学フィルタ
CONTACT［東京］TEL：03 (3257)1911・FAX：03 (3257)1915［大阪］TEL：06 (6306)1911・FAX：06 (6306)1912

E-mail：eigyou@chuo.co.jp

URL：www.chuo.co.jp

オプティカル オプティカル オプティカル オプティカル
ベース
アクセサリ
エレメント
実験セット

光学フィルタの種類
バンドパスフィルタ
バンドパスフィルタは、ある特定波長帯のみを透過する機能があります。
のみ透過する狭帯域フィルタと、ある程度広い帯域（50-80nm 程度）を透極端に狭い帯域（2nm 以下から 10nm 程度）過する広帯域フィルタに大別されます。光学特性の入射角依存性が特に高く、光学系に組み込む際にはその設置場所に特に注意を要します。バンドパスフィルタには、ソフトコ一ティングを採用したものがあります。このタイプのフイルタを選定すると、選択波長における透過率を最大化することができます。
当社では標準品としての取り扱いはなく、特注品として対応しています。

単レンズ

カラーフィルタに対して、ある帯域を吸収し、それ以外の帯域を透過
人の眼に感じることのできる可視スペクトル（400-700nm）

レンズ

アクロマティックする機能を有します。基板自体による光の吸収によって所定の光学特性を実現するため、基板の板厚を制御することで正確なフィルタリングが可能となります。カラーフィルタをロングパスやショートパスフィルタとして用いることもあります。なおコーティングタイプのダイクロイックフィルタと比ベた場合、透過帯から透過阻止帯への非球面レンズ移行はそれほど急峻ではありません。しかしながら、カラーフィルタのピーク透過率は、ダイクロイックフィルタのそれよりも高い傾向があります。また得られる光学特性に入射角依存性はありません。

ボール
レンズ

当社では標準品としての取り扱いはなく、特注品として対応しています。

シリンドリカルレンズ

ダイクロイックフィルタ
基板上に適当なコーティングを施すことで、ある帯域を反射し、それ以外の帯域を透過するする機能を有します。
に対して主にデザインされていカラーフィルタと同様、人の眼に感じることのできる可視スペクトル（400-700nm）

フレネル
レンズ

ます。得られる光学特性に入射角依存性はありますが、バンドパスフィルタほどではありません。

ビームエキスパンダ
光学用
ミラー

ND フィルタ
は、特定波長において波長を選ぶことなく、光量を一定量落ニュートラル・デンシティフィルタ
（ND フィルタ）ビームスプリッタとす目的に用いられます。ND フイルタは、吸収型と反射型の 2 種類に大別できます。吸収型は基板自体による光の吸収によって透過量を減らすのに対し、反射型は光の反射作用によって透過量を減らします。
反射型フィルタを使用する場合は、反射により戻り光がアプリケーションに影響を与えないよう、注意を払う必プリズム要があります。ND フィルタは、カメラや他の光電センサのサチレーションを防ぐ用途にも頻繁に用いられます。

光学ウインドウ
光学フィルタロングパスフィルタ
透過を遮断する波長帯と、透過波長帯であるパスバンド帯を併せ持つフィルタです。ロングパスフィルタは、特定のカットオン波長よりも長い全ての波長をパスします。コールドミラーやフィルターガラスなどもロングパス偏光素子フィルタの仲間に分類されます。

波長板
ＮＤフィルタショートパスフィルタ
透過を遮断する波長帯と、透過波長帯であるパスバンド帯を併せ持つフィルタです。ショートパスフィルタは、スペイシャルフィルタ

特定のカットオフ波長よりも短い全ての波長をパスします。ホットミラーや IR カットフィルタ、熱吸収ガラスなどもショートパスフィルタの仲間に分類されます。

その他
光学部品

982

ユニット製品総合カタログ 38号