静電容量式レベルセンサ
型式：

取扱説明書

ＴＳＡ型

この度は、 本製品をお買い上げいただきありがとう ございます。
型番、 付属品をお確かめの上、 取扱説明書の内容に従い正しく ご使用く ださい。

安全上の注意この取扱説明書では、 機器を安全に使用していただく ために次のよう なシンボルマークを表示しています。
取扱を誤った場合に、 使用者が死亡または負傷を負う 危険の状態が生じることが想定される場
合その危険を避けるための注意事項です。
警告
取扱を誤った場合に使用者が軽傷を負う か、 または物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合の注意事項です。
注意

本社営業
東京名古屋

TEL.0 6 -6 3 4 0 -5 5 2 2
TEL.0 3 -5 4 8 4 -2 1 7 1
TEL.0 5 2 -9 3 7 -5 8 1 7

FAX.0 6 -6 3 4 0 -5 5 1 9
FAX.0 3 -5 4 8 4 -2 1 7 5
FAX.0 5 2 -9 3 7 -5 8 3 6

大阪工場

TEL.0 6 -6 3 4 0 -2 8 3 1

FAX.0 6 -6 3 4 9 -6 5 5 1

URL http://www.towa-seiden.co.jp
管理№ JTSA1000

2016.09.27作成

まえがき
１．本取扱説明書は、本製品の正しい取り扱い、調整方法などを記したものです。使用される前に必ずお読み下さい。また、必要時にすぐ参照できるように保管下さい。
２．本取扱説明書は、弊社の標準的な仕様に関して記載しています。したがって、納入させていただいた製品が特殊仕様の場合、詳細部分については製品と異なる場合があります。
３．本取扱説明書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
４．本取扱説明書にて、万一ご不審な点、誤りなどお気づきの点がございましたら、弊社営業窓口までお問い合わせ下さい。
５．品質向上のため、製品改良が行われた場合、同一部品ではなく代替部品がまたは、製品を提供させていただくこともあります。詳細は、弊社営業窓口までお問い合わせ下さい。
本取扱説明書に使用されている安全上の表示の意味は次の通りです。
警告：誤った取り扱いをした場合、死亡、または負傷を負う可能性を想定されることを示します。
注意：誤った取り扱いをした場合、傷害を負う危険性が想定されること、および物的損害のみの発生を想定されることを示します。
目
まえがき

次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．取り扱いの注意

１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

３．仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

４．外形図

３

２．製品の概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．型式説明表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．取付け時の注意
７．結線

４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

８．パネルの説明

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９

９．感度調整の方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０

１０．初期設定の方法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

１１．遅延タイマの設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１４

１２・トラブルシューティング
１３．保守メンテナンス

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５

１

１．取り扱いの注意
警告 本製品は、防爆構造ではありません。可燃性、防爆性のあるガスが発生する場所では使用しないで下さい。
１）開封時、銘板を確認し、ご注文の製品であることを確認して下さい。万一異なる場合は、弊社まで、ご連絡下さい。
２）本製品に損傷がないか確認してください。万一損傷があった場合は、輸送中の事故が考えられますので、弊社までご連絡下さい。
３）本製品に大きな衝撃を与えないで下さい。落とす、倒すなどの衝撃を与えると破損する可能性があります
４）本製品の上に物を重ねて置かないで下さい。無理な力が加わり破損する可能性があります。
５）本製品に塗装をする場合、銘板に塗装されますと、内容が読めなくなり、メンテナンス時に支障をきたすことがあります
６）腐食性雰囲気（ＮＨ３、ＳＯ２、Ｃｌ２など）での使用、保管は行わないで下さい。本製品内部に腐食性ガスが中に侵入し、内部の部品が腐食、破損する可能性があります。
７）大きな振動のある場所での使用や保管は行わないで下さい。大きな振動がある場合は、その発生源を断つか、振動が伝わらないようにして下さい。
２．製品の概要
２．１ 製品の目的
本製品は、タンク、ホッパーなどの容器内にある液体、粉体、粒体、スラリーなどの測定物の静電容量値（Ｃ）を利用し、本製品の取付けられたレベル位置での測定物の有無を知らせるセンサです。
２．２ 動作原理
静電容量式レベルセンサは、電極（接地電極、検知電極）と電子回路によって、電極がコンデンサとなるような構成になっています。さらに、接地電極がタンクに接触することでタンクも含めたコンデンサを形成します。
コンデンサの容量値を決める条件には、形状、寸法、配置、周囲条件などありますが、測定物の比誘電率（＊１）以外の条件が同一であれば、測定物の比誘電率の違いによってコンデンサの容量値が決まります。
測定物を空気とした場合の容量値を基準とすれば、比誘電率の異なる測定物によってできる容量値との差を判別することができます。また、比誘電率の異なる２つの測定物の一方を基準とすることで２つの測定物を判別することもできます。
本製品は、測定物の静電容量値を検出し信号を出力します。
＊１

比誘電率とは、コンデンサの両極間をある絶縁物（誘電体）で満たした時の静電容量とこれを取り除き真空にした時の静電容量との比で、物質の種類により定まる定数。

２３．仕様（標準仕様）
電源電圧

ＡＣ１００Ｖ／ＡＣ２００Ｖ

消費電力

２．０ＶＡ

出力

リレー出力（１Ｃ接点）

感度－１０～＋２０％（５０／６０Ｈｚ）
ＡＣ２５０Ｖ

３Ａ（抵抗負荷）ＤＣ

３０Ｖ

３Ａ（抵抗負荷）

高 感 度

０．５～

１０ｐＦ

一般感度

２～２０ｐＦ

低 感 度

５～ １００ｐＦ

超低感度

２０ｐＦ以上（感度は初期設定時、ディップスイッチにて切替え）

動作表示

赤色ＬＥＤ

タイマ機能

オンディレイ

使用周囲温度－１０～＋６０℃

保護構造

ケース部：ＩＰ－６５相当

ケース材質

アルミダイカスト

タイマ時間

０～約１０秒（可変）ＡＤＣ１２４．外形図

標準外形寸法

個別の外形図は、別途対応させていただいております。
弊社、営業窓口までお申し出下さい。

３５．型式説明表

ＴＳ□－□□□－□□□※フラット型はＬ寸法空欄です
Ｌ寸法
０２５ Ｌ－２５０ｍｍ

２００ Ｌ－２０００ｍｍ
Ａ００ Ｌ－１０ｍ

アンプ仕様
Ａ一体型標準アンプ

AC100/200V－10～＋20％

Ｄ一体型標準アンプ

DC24V±10％Ｆ

その他
タンク内温度

Ａ

ＭＡＸ

８０℃

Ｂ

ＭＡＸ １５０℃Ｃ

ＭＡＸ ２００℃

Ｄ

特殊耐熱取付１

ネジ込み取付

Ｒ １″

２ネジ込み取付

Ｒ ３／４″

３

スライドネジ式取付

Ｒ １″

４

標準フランジ取付

５Ｋ６５Ａアルミ

５ヘルール取付

２Ｓ６

その他サイズのネジ込み取付

７

その他サイズのスライド式取付全般（フランジ式も含む）

８

その他サイズ・材質のフランジ取付

９

その他サイズのヘルール取付
電極

ＳＡ 標準棒状電極
ＷＡ 標準ワイヤー電極

ワイヤー径φ５ｍｍ

ＷＢ 標準ワイヤー電極ワイヤー径φ８ｍｍ

ＸＡ 標準フラット電極
ＦＡ 棒状電極テフロン被覆
ＳＺ 特殊棒状電極
ＧＡ 耐荷重棒状電極
ＷＺ 特殊ワイヤー電極
ＸＺ 特殊フラット電極
ＦＺ 特殊被覆電極
ＧＺ 特殊耐荷重棒状電極

４６．取付け時の注意
６．１ 取付けの確認
１）本製品を設置する場合、作業性の点で、タンク周辺にできるだけ取付けスペースやメンテナンスエリアを設けて下さい。後のメンテナンス時のことも考慮して、設置後もその空間は、確保下さい。
（最低でも本製品の全長相当の空間が必要です。
）
２）タンクに短管などを介して取付ける場合、接地電極がタンク内壁より１０ｍｍ以上突出するようにして下さい。
３）本製品を並べて使用する場合は、電極間を２５０ｍｍ以上離して下さい。
４）タンク側壁と検知電極の距離は、１００ｍｍ以上離して下さい。
５）ワイヤー電極は、測定物の投入、排出時にワイヤーや電極がゆれて、タンクの内壁やステーに接触しない位置に取付けて下さい。

注意： この条件を満足できない場合、測定物の付着や検出感度の低下、または調整ができないなど正常に使用できない可能性があります。
６）金属タンクに設置する場合、接地電極（フランジ、取付けネジ部）とタンクが電気的に導通するようにして下さい。また、非金属タンクの場合には、接地電極が接地（Ｄ種接地１００Ω以下）されるようにアース線を設けて下さい。設ける際は、接地電極と導通箇所のアンプパネル板、端子台を止めているビスなどをご利用下さい。
７）モータ、ポンプ及びインバータなどのノイズ源や高周波電界を発生する超音波洗浄装置、トランシーバなどの近くでは、取付けないで下さい。誤動作の原因となります。
５８） 粉体、粒体検出では、安息角に注意下さい。
安息角により粉体が回り込まない場所へは取付けないで下さい。誤動作の原因となります。
９）デッドストックに注意して下さい。デッドス
トックなど粉体が残留する場所へは取付けないで下さい。誤動作の原因となります。
10）粉体、粒体検出では、ブリッジの発生しない場所に取付けて下さい。ブリッジが発生しますと誤動作の原因になるとともに、崩落時にセンサを破損させる可能性があります。
11）塊体が直接落下する場所には、取付けないで下さい。誤動作の原因になるとともに、センサの検出部を破損する可能性があります。必要に応じてガードなどを設けて保護して下さい。また、ガードを設ける際は、検知電極より 100ｍｍ以上の距離を確保下さい。
12）振動や衝撃を受ける場所には取付けないでください。バイブレータやノッカの近くに取付けた場合、誤動作や破損の原因となります。
13）温度が高くなる場所に取付ける場合は、電極部（タンク内）の許容温度、計器許容温度（６０℃）を守って下さい。誤動作の原因となります。
14）直射日光を受ける場所に取付をする場合、計器許容温度を超えると誤動作の原因になることがあります。必要に応じて日よけカバーを設けて下さい。
15）ハウジング部分に水滴（雨水等）がかかる場合は、次のことに注意して下さい。ハウジング部の水の浸入に対する保護は噴流水に対する保護（ＩＰ６５相当）としていますが、カバーの締め付けや導線取出し口の処理が悪い場合、水が浸入し、誤動作や破損の原因となります。確実に処理下さい。
16）本製品を横取付けされる場合は、導線取出口を必ず下向きにして下さい。
６．２ 取付けの方法
注意 ケースを持ってねじ込む、または取り外すことは止めて下さい。ハウジングが外れ、破損する恐れがあります。
１） ねじ込み取付けの場合は、適切な工具にて、本製品の六角部を用いて固定して下さい。
タンク内に圧力がかかる場合など必要に応じてシール処理をして下さい。ケースを持ってねじ込む、または取り外すことは止めて下さい。ハウジングが外れ、破損する恐れがあります。
２）フランジ取付けの場合は、タンク側の相フランジと本製品のフランジの呼びが一致していることを確認して下さい。問題がなければ、ガスケットを挟み、適切な工具を使用して規格に準じたボルトで固定して下さい。なお、ボルト類、ガスケットは付属しておりません。必要に応じ営業窓口にご相談下さい。
６６．３ 取付け方向について
１）水平（横）取付けの場合は、電極が測定物に対して平行となるため、測定物を検出する電極面積が大きくなります。そのため、測定物のわずかな変動でも大きな容量変化となり、精度よく検出できます。しかし、付着しやすい物質の場合、検出の安定性が悪くなる場合があります。電極を下方向に斜めに取付けることで堆積や付着が緩和されます。
２）垂直（縦）取付けの場合は、測定物の電極への付着が生じにくく動作を安定させることができます。しかし、測定物を検出する電極面積比が小さいため、検出精度が低下します。タンク下限検出には、電極が長くなるという欠点があります。また、導電物
質の場合、検知電極のみの検出から、検知電極と接地電極両方が測定物に接触した場合、抵抗分補正機能により、誤動作する場合があります。この時は、感度調整にて対応し、難しい場合は絶縁物質により被覆することで対応できます。
７．結線
７．１ 結線上の注意
警告

結線をする場合は、必ず供給電源、出力にかかる供給電源を切って下さい。
感電、漏電、および短絡、発火の危険性があります。

警告 ０－１００Ｖの端子に２００Ｖを接続しないでください。破損、または人身事故に至る可能性があります。

警告 ０－１００Ｖの結線を行った場合、２００Ｖの端子に２００Ｖが発生しますので、端子への接触には注意して下さい。感電、短絡などの可能性があります。

注意

リレーの接点定格を超える負荷の接続はしないで下さい。リレー接点の破損、劣化の可能性があります。負荷の容量が接点定格を超える場合は、負荷と本製品の出力端子の間に負荷の容量を満足するリレーなどを設けて下さい。
リレー出力端子に負荷を接続しないで、直接電源を接続しないで下さい。短
絡、破損の原因となります。

７７．２ 結線の方法
１）作業前にカバーを外し、各端子への接続を間違わないように確認して下さい。端子ビスはＭ３を使用しています。適合したドライバを使用して下さい。圧着端子はＲ２－３相当品のサイズを使用して下さい。ケーブルは外径がφ６～１２ｍｍのケーブルを推奨します。
２）ケーブルは導線取出口サイズ（Ｇ１／２″）適合品のケーブルグランド、電線管などを使用し、ケーブルを通して下さい。
３）使用電圧が９０～１２０Ｖの場合は０と１００の端子に接続し、１８０～２４０Ｖの場合は０と２００Ｖの端子に接続して下さい。
４）出力は、リレー出力で無電圧接点出力です。ｃの端子を共通とし、ｃとａの端子は非検出時に開放、検出時に導通となり、ｃとｂの端子は非検出時に導通、検出時に開放となります。
５）結線及び作業が終わった場合は、必ずカバーをして下さい。カバーの締め付けは、確実に行って下さい。

0100200AC100V

acb

N.O N.C

AC200V
供給電源

リレー出力

端子配列及び結線図

７．３ 導線取出口
ケーブルは、導線取出口を通してケーブルグランドにて固定する方法と電線管をハウジングに接続する方法などがあります。どちらも、水がケーブルまたは電線管を伝わってきた場合に直接ハウジングに入らないようにケーブル、フレキシブルを一旦、立ち下げた後に立ち上げ接続するなどの処置をして下さい。
また、ケーブルグランドでのケーブルの固定、電線管の接続が不十分な場合、ハウジング内部へのごみやほこりなどの異物の侵入、また水が浸入する可能性があり、誤動作の原因となりますので、導線取出口は下向きになるように取付けて下さい。

８８．パネルの説明

パネル図＜各部の説明＞
・ 主調整ダイヤル
測定物に合わせた感度調整に使用します。調整の有効範囲は目盛り“０～１０”の半回転ですが回転はエンドレスに回ります。
・ 副調整トリマ（工場出荷時に調整済み。
）
主調整ダイヤルの初期設定に使用します。調整の有効範囲はマイナスの溝を水平（茶色面が上、銀色面が下）にしたときから半回転ですが回転はエンドレスに回ります。
・ 粗調整スイッチ（工場出荷時に調整済み。
）
副調整トリマの調整範囲を超えた場合に使用します。回転方向はどちらにも回りますが初期設定時は時計方向から回すように設定して下さい。
・ 感度切替スイッチ（通常は一般感度に合わせて工場出荷時に調整済み。
）
測定物に合わせて感度を選択できます。切替えの方法は、「１１頁１０.初期設定の方法」を参照下さい。
・ パイロットランプ（赤色）
検出した時に点灯します。
・ 遅延タイマ検出から出力するまでのタイマ時間を０～１０秒で可変出来ます。調整有効範囲及び回転範囲は“Ｓ～Ｌ”迄の約１２０°です。
・ 端子台
供給電源、リレー出力用の端子です。

９９．感度調整の方法
ご使用の前に、主調整ダイヤルで測定物の物性に合わせた検出感度の調整を行います。
センサの取付け、結線が終わった後、次の手順で感度調整して下さい。
感度調整は、できるだけ実際の測定状態で行って下さい。
９．１ 最大調整位置の確認
タンク内が空の状態（電極部に測定物がない状態）で確認します。電源を供給し、主調整ダイヤルを目盛り“７．５～９．５”の間でパイロットランプが点灯する位置を探します。この位置が調整範囲の最大値となります。
工場出荷時には“８．０”に設定して出荷していますが、取付け状況によって、設定値は前後します。上記範囲外の場合は「１１頁１０．初期設定の方法」に従って、再度設定下さい。
９．２ 最小調整位置の確認
タンク内に測定位置まで測定物を投入した状態で確認します。このとき、必ず測定物で電極部を埋没するようにして下さい。パイロットランプが点灯していることを確認し、主調整ダイヤルを下げていき、パイロットランプが消灯する位置を探します。この位置が調整範囲の最小値となります。
もし、主調整ダイヤルの目盛りが“０”でも消灯しない場合は“０”とします。
測定物物性、感度区分により最小位置は変化します。測定物の変更、感度区分の変更があれば都度確認して下さい。

９．３ 調整位置の決定
上記１と２で確認した目盛りの中間点が感度調整位置になります。感度調整位置に主調整ダイヤルを合わせて完了です。調整位置は必測定物に埋没させてパイロットランプが消灯する目盛り（最小調整位置）

感度調整位置要以上に上げたり下げたりしないで下さい。
測定物がない状態でパイロットランプが点灯している目盛り（最大調整位置）誤動作の原因となります。
上記１と２で確認した目盛り位置の範囲が１目盛り以上であることを確認して下さい。
１目盛り以内の場合は、動作が安定しない場合がありますのでご使用になれません。

１０調整例

１０．初期設定の方法（初期設定が必要な場合、お読み下さい。
）
工場出荷時に設定済ですが、次のような場合は初期設定をする必要があります。
・ 取付け状況により最大調整位置が大幅にずれていた。
・ 別の場所、別の電極形状で使用していたアンプと取替えた。
・ 測定物の変更などにより、感度区分の変更が必要となった。
・ 測定物に対して感度区分が合っていなかった。
・ 電極の寸法を変えた。
（ワイヤー長など）
・ その他
警告 電源は供給された状態で行いますので、端子への接触には十分注意して下さい。
感電、短絡などの可能性があります。
注意：調整時は、各部品に過剰なストレスをかけないようご注意下さい。
タンク内が空の状態（電極部に測定物がない状態）であるかを確認して下さい。測定物があると調整することが出来ません。
電源は供給していて下さい。
調整中は出力の開閉動作が何度か発生しますのでご注意下さい。

１）感度区分の設定を行います。感度区分は一般感度、高感度、低感度、超低感度の４種類です。感度切替スイッチで切替えて下さい。
一般感度：“２”と“６”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6

ＯＮOFF

1ONOFF OFF OFFON

23456345634563456

高 感 度：“１”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6ON

OFF OFF OFF OFF OFF

ＯＮ
12低 感 度：“３”と“６”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6OFF OFFON

OFF OFFON

ＯＮ
12超低感度：“４”と“５”と“６”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6OFF OFF OFF

ON

ON

ON

ＯＮ
12

感度切替スイッチ

１１

電極寸法Ｌ－２００ｍｍ以下の棒状電極について電極寸法Ｌ－２００ｍｍ以下の棒状電極を御使用の場合は、感度切替スイッチの５番をＯＮ側に切替えてください。
一般感度：“２”と“５”と“６”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6ＯＮOFF

1ONOFF OFFONON

23456345634563456

高 感 度：“１” と“５”とＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6
ONOFF OFF OFF

ONＯＮOFF

12低 感 度：“３”と“５”と“６”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6OFF OFF

ON

OFFONＯＮON

12超低感度：“４”と“５”と“６”のみＯＮにします。
SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6OFF OFF OFFON

ONＯＮON
12

感度切替スイッチ

注意：電極寸法Ｌ－２００ｍｍ以下の棒状電極にて、感度切替スイッチの５番をＯＦＦ側にしますと誤動作することがあります。
必ず、ＯＮ側にしてご使用ください。

２）主調整ダイヤルを目盛り“８．５”の位置に"８．５"合わせます。この位置が調整範囲の最大値となります。
３）副調整トリマの茶色面を“Ｈ”側に、銀色面主調整ダイヤル（半田面）を“Ｌ”側になるようマイナスのＨＬ溝を垂直に合わせます。
銀色

茶色が点灯していれば一つずつ数字を大きくしていきます。パイロットランプは、点灯から消灯に変化します。そこで消灯に切替った数字に合わせます。

１２

7 89

ABCDE次の手順に移って下さい。パイロットランプ

45
23 6のとき、パイロットランプが消灯していれば副調整トリマ

F01４）粗調整スイッチを一度“０”に戻します。こ粗調整ス イッチ

５）副調整トリマをゆっくり“Ｈ”側に回し、パイロットランプが消灯から点灯に切替る位Ｈ置に合わせます。

Ｌ

もし、半回転（茶色と銀色とが反転する位置）回してもパイロットランプが点灯しない場副調整トリマ合は次の手順へ移って下さい。
６）副調整トリマを３）の状態に戻します。粗調ＨＬ パイロットランプ

整スイッチを反時計方向にゆっくり回し目が消灯する位置を探します。

盛りをひとつ下げてください。パイロットラ
副調整トリマンプが点灯します。次に副調整トリマをゆっくり“Ｌ”側に回し、パイロットランプを消灯させます。そこからゆっくり“Ｈ”側に回Ｈ

Ｌ パイロットランプが消灯から点灯する位置を探します。

しパイロットランプが消灯から点灯に切替
副調整トリマる位置に合わせます。
７）主調整ダイヤルを下げて目盛り“８．０”ま"８．０～８．５"

でに消灯することを確認して下さい。

主調整ダイヤル

これで初期設定は完了です。ご使用の前に「１０頁
度調整下さい。

１３

９．感度調整の方法」に従って、感１１．遅延タイマの設定
本製品は測定物を検出した時から、出力動作するまでの時間を遅らせることが出来ます。遅
延タイマのトリマを“Ｌ”方向回転にすると遅延時間が大きくなり最大１０秒まで調整が出来ます。トリマは、Ｓ方向、Ｌ方向で止まる位置があります。回し過ぎないで下さい。破損する恐れがあります。

回転範囲ＳＬ遅延タイマ

１２．トラブルシューティング
１２．１ 調整時のトラブル
１）最大調整位置の確認の際、主調整ダイヤルの目盛り“７．５～９．５”の間でパイロットランプが点灯しない。
・・・電源は供給されているか、電源側結線は正しく行われているかご確認下さい。
２）最大調整位置の確認の際、パイロットランプが点灯しっぱなしで消灯しない。
・・・電極部のすぐ近くにステーなどがないかご確認下さい。
・・・結露などが発生していないかご確認下さい。
３）最小調整位置の確認の際、最小位置が安定しない。
・・・タンクと電極が正しく接地されているかご確認下さい。
・・・測定物が電極部に正しく埋没されているかご確認下さい。
４）最小調整位置の確認の際、最大値と最小値の幅が１目盛り取れない。
・・・感度区分を上げてご確認下さい。
・・・タンク壁より 100ｍｍ以上確保できているか、短管ノズルより接地電極が 10ｍｍ以上突出しているかなど取付け上の注意をご確認下さい。
５）検出はするが出力しない。
・・・出力側結線は正しく行われているかご確認下さい。
１２．２ 使用中のトラブル
１）測定物が測定位置を超えているが検出しない。
・・・安息角、ブリッジなどが発生していないかご確認下さい。
・・・感度調整を下げすぎた位置で使用していないかご確認下さい。
２）測定物が測定位置を満たしていないのに検出する。
・・・感度調整を上げすぎた位置で使用していないかご確認下さい。
３）測定物が測定位置より減少したが検出が解除されない。
・・・デッドスットクなど測定物が残留していないかご確認下さい。
４）検出動作が安定しない。
・・・近くにモータ、ポンプ、インバータなどのノイズ源がないかご確認下さい。
１４５）検出しっぱなしになった。
・・・電極部に測定物の付着が見られないかご確認下さい。
・・・ケース内部、電極内部に結露などが発生していないかご確認下さい。
６）出力しなくなった、或いは出力しっぱなしになった。
・・・出力端子間の接触抵抗をご確認下さい。
（１Ω以下で正常）
上記の確認をしてもトラブルが改善されないようであれば、弊社営業窓口までご相談下さい。
１３．保守メンテナンス
警告 保守点検の際には、動作確認以外は必ず供給電源、出力にかかる供給電源を切った状態で行って下さい。感電、漏電、及び短絡、発火の危険性があります。

点検箇所

点検時期

点検項目

1 週間毎

測定物の付着はないか

1 ヶ月毎

部材のずれ、亀裂、変形はないか

電極
アンプを取り外した状態で、6 ヶ月毎

検知電極と接地電極間の抵抗値が10MΩ以上であるか

1 週間毎
1 週間毎

カバーは確実に締付けられている
か

対処
清掃
修理
部品交換

目視
目視

修理

DC500V

部品交換

絶縁抵抗計

締付け

目視、触手汚れ、水、埃などが侵入していな

清掃

いか

侵入経路の処理

ケース

点検方法

目視

修理
1 ヶ月毎

腐食・結露・変形はないか

部品交換

目視

使用環境確認
1 ヶ月毎

Ｏリングに亀裂、劣化はないか

部品交換

目視

1 ヶ月毎

ネジ止め箇所に緩みはないか

増し締め

ドライバー

アンプ
6 ヶ月毎

各外部端子とケース間の絶縁抵抗値が 10MΩ以上であるか

アンプ交換

DC500V
絶縁抵抗計

電源を供給し、アンプの基板中心にあるビスをドライバーなどの金動作

1 ヶ月毎

属製のもので触れパイロットラン
プは点灯しているか、出力のスイ
ッチングはしているか

１５

アンプ交換

ドライバー等テスター