ポータブル形超音波流量計

Portaﬂow-C
パ クトン
コ更にタイ プィデ
ハン

間ので長 期ドー
存SDカータ保デ定
測用途に応じた検出器

量演算
熱費
消き機能付

ラ式 でドップ
布表示流速分）ション（ オプ

続駆動連リテバッ動作
12 時 間検出器形式：FSD,FLD

変換器形式：FSC

ワイドな
測定範囲

利な
続 に便接C
Pきート 付ポBSU

タ付きプリン）ション
プ
オ（●測 定 流 体：水、温水、蒸留水、アルコール、ミルク、エタノール、その他超音波が通る均一な液体●適用配管口径：φ13mm〜φ6000mm●流 体 温 度：‑40〜+200℃●測 定 流 速：0〜±32m/s（最小±0.3m/s）●測 定 精 度：±1.0％ of rate 応答速度１秒

CNO:638g更に進化！グレードアップした Portaﬂow-C
見易い大型LCD表示画面

受信波形表示流速分布表示データロガー

英語、中国語、ドイツ語などの表示も可能

PC接続に便利なUSBポート付き
瞬時値、積算値等SD
カードへ保存したデー
タをPCへ伝送します。

SDカードで測定データ保存

英語

瞬時値、積算値、エラー情報を保存します。

◆ 消費熱量演算機能標準装備◆ SDカードで1年分の測定データ保存

T1、T2の温度を測定して消費熱量を演算します。

冷暖房で液体（水）により授受される熱量を演算します。

消費された熱量
q = K・Q・（T1 T2）
K：熱量換算係数（暖房用 K = 4.123）

変換器
温度センサ

熱源

T1：送り側の熱媒体の温度変換器

温度センサ

T2：返り側の熱媒体の温度検出器（形式：FSD）

中国語

負荷

Q：熱媒体の流量◆ 内蔵のバッテリで連続12時間動作
満充電後、12時間連続動作できます。

5時間

ポータフローX

12 時間ポータフローC

測定データを一定周期でSDカードへ保存します。
例：256MBの場合、約 1年分の測 定データ保 存（保 存 周 期30秒、保 存データ種 類 14種類の場合）＊SDカ ー ド は 最 大 容 量 8GBまで使用可能です。

◆ 画面ハードコピーができるプリンタ付き（オプション）◆ ドップラ式検出器で流速分布表示◆ SDカード保存データはパソコンで再生可能〈ローダソフトウェア標準添付〉

別売品のパルスドップラ式検出器により配管内の流れの状態をリアルタイムに観測することがパラメータ設定画面できます。

各種パラメータ設定はPCでも可能です。

流量測定
トレンド画面

配管内の流れ診断や研究室での試験などに使用できます。

配管内流速分布画面◆ 用途に応じた検出器
伝搬時間差方式

外観形式

適用配管口径流体温度 取付、構造

パルスドップラ

小口径
検出器

FSD 22 φ 13〜
φ 100mm−40〜100℃

V法
IP52

小 形
検出器

FSD 12 φ 50〜φ 400mm− 40〜100℃

Ｖ法またはZ法
IP52

高温用検出器FLD 32− 40〜200℃

Ｖ法またはZ法
IP52

大 形
検出器

FSD 51 φ 200〜− 40〜
φ 6000mm 80℃

Ｚ法またはV法
IP67

小 形
検出器

FSDP 2 φ 40〜
φ 200mm− 40〜100℃

IP67

中 形
検出器

FSDP 1 φ 100〜
φ 400mm− 40〜80℃

IP67

大 形
検出器

FSDP 0 φ 200〜
− 40〜
φ 1000mm 80℃

IP67

φ 50〜
φ 400mm

配管へはベルトで簡単取付◆ 測定原理伝搬時間差方式：V法
センサ

センサ

伝搬時間差方式：Z法

パルスドップラ方式
検出器1センサ

流れ気泡反射検出器2センサ

既設配管の外側に取付けたセンサにより、上流側と下流側から斜めに超音波パルスを伝搬させ、流れにより生ずる時間差を検出して流量を測定します。

既設配管の外側に取付けたセンサにより、上流側と下流側から斜めに超音波パルスを伝搬させ、流れにより生ずる時間差を検出して流量を測定します。

流速分布2◆ アプリケーション■既設流量計のバックアップ用■上下水道………………… 水道管の漏水調査
水道配水管内の流れ方向
調査■発電所…………………… ボイラ給水の流量測定
復水器循環ポンプの流量測定
タービン油の流量測定■各種プラント…………… 冷却水の流量測定
めっき液や腐食性液体の流量測定■食品プラント……………原料や洗浄水の流量測定■半導体製造プラント……純水の流量測定■オフィス環境…………… 冷暖房などの温水、冷水の流量測定■温泉………………………吸上量の測定

流速分布1

流速

配管壁

中心

配管壁

超音波パルスを液体中へ送信し、液体中の気泡やパーティクル等の反射体からのエコーのドップラ周波数が流速で変化することを利用して流速分布を測定します。

主な仕様

形式指定

± 1.0% of rate（流速による）演算・出力周期1秒

測線

伝搬時間差式（1 測線）

表示器

バックライト付きカラー LCD

アナログ出力信号

DC4 〜 20mA（1 点）

アナログ入力信号

DC4 〜 20mA/DC1 〜 5V（2 点）

電源電圧内蔵バッテリ（満充電で連続 12 時間動作）

変換器構造

IP64（プリンタなしの場合）

変換器大きさ210 × 120 × 65mm（プリンタなしの場合）

変換器質量

約 1kg

SDカード

256MB で約 1 年分のデータ保存が可能

シリアル通信伝送データ（瞬時値、積算値等 SD カードの保存データ）
USB ポートを使用
伝送距離：最大 3m

機能

ダンピング時定数（0 〜 100 秒）
瞬時値表示（10 桁）各種流量単位設定可能
積算表示（10 桁）各種流量単位設定可能
消費熱量演算自己診断（バッテリ低下、センサからの受信波診断）
フラッシュメモリ（配管、流体、センサ等の測定パラメータ）
登録サイト数 32 ヶ所
ゼロ調整（セットゼロ / クリアゼロによる）グラフ表示 , 波形表示
日本語，英語，ドイツ語，フランス語，スペイン語，中国語表示
正逆流量測定低流量カット（0 〜 5m/s）

オプション

プリンタ付：画面ハードコピー、定周期プリント、ロガーデータプリント
ドップラ式流速分布表示：瞬時値、平均値の流速分布表示

S120101YJEC

ユニット名納入品１）変換ユニット２）電源アダプタ３）電源コネクタ変換コード
４）電源コード
５）アナログ入出力コード（1.5m）
６）USB ケーブル（1m）７）キャリングケース８）ストラップ９）専用信号ケーブル（5m × 2 本）
10）BNC アダプタ11）CD-ROM（取扱説明書、パソコン用ローダソフトウェア）

1 2 3 4 5 6 7 8FＳD

Y 10
1

＜高温検出器＞（伝搬時間差方式）
1 2 3 4 5 6 7 8

FLD 3 2 0 Y 19A

高温検出器＊1,＊2（φ50〜φ400mm用）＊1）
適用口径範囲Ｖ法：φ50 〜φ250ｍｍ（FLD32）、
φ50 〜φ300（FＳD12）
Ｚ法：φ150 〜φ400mm（FLD32、FＳD12）＊2）
濁度の高い流体や古い配管または、鋳鉄管、モルタルライニング管などの超音波信号が透過しにくいものは、オプションのガイドレールを使用し、Ｚ法で取り付けてください。
・小形検出器用Ｚ法ガイドレール番号：ZZP＊TK4Ｊ5917C1
・高温検出器用Ｚ法ガイドレール番号：ZZP＊TK4C6164C1＜検出器＞（パルスドップラ方式：流速分布測定用）
1 2 3 4 5 6 7 8

FSD

0 Y 1

内容〈種類〉
小形検出器（φ40mm〜φ200mm用）
中形検出器（φ100mm〜φ400mm用）
大形検出器（φ200mm〜φ1000mm用）

P2
P1
P0〈端子モールド〉なし

0外形図
変換器（形式：FSCS 1）

プリンタ付変換器（形式：FSCS2）
�����

伝搬時間差１）検出器ユニット
方式検出器２）信号ケーブル（5m）（形式：FLD,FＳD） ３）取付ベルト／ワイヤ４）シリコングリス（100g）

�����センサ入力（下流側）

� � ����� ���� � ����� ����������� � �� ����１）検出器ユニット２）取付ベルト／ワイヤ３）シリコングリス（100g）

内容〈種類〉
小形検出器＊1,＊2 （φ50〜φ400mm用）
小口径検出器（φ13〜φ100mm用）
大形検出器（φ200〜φ6000mm用）〈端子モールド〉
なし
あり（大形のみ）

1 2
2 2
5 1

オプション（形式指定による）
１）SD カード（256MB）
２）プリンタ（ロール紙１巻付き）
３）製本取扱説明書

パルスドップラ方式検出器（形式：FSDＰ）（注1）
CDへ収録された取扱説明書は標準添付品です。
（注2）
表示言語はキー操作で切換えできます。

＜検出器＞（伝搬時間差方式）

納入範囲
変換器
（形式：FSC）〈電源アダプタ〉
AC電源用＋電源コードAC125V（日本、北米用）（欧州、韓国用）
AC電源用＋電源コードAC250V
AC電源用＋電源コードAC250V（中国用）〈SDカード〉なし
添付（256MB）〈製本取扱説明書／言語〉
なし（出荷時の表示言語：英語）
付き／日本語（出荷時の表示言語：日本語）付き／英語（出荷時の表示言語：英語）
付き／中国語（出荷時の表示言語：中国語）

A
BC��

���

���

����

センサ入力
（上流側）

���

アナログ入・出力�������電源入力電源スイッチSDカードスロット���接続口
���

�����

��

���

���

����

センサ入力
（上流側）

��������

���������� �� ��

��

センサ入力
（下流側）

������������ � ����� �

測定精度

内容
〈仕様〉
標準
〈変換ユニット〉
基本システム基本システム＋プリンタ〈流速分布計測〉なし
あり（別途流速分布測定用検出器が必要）��� ���

0 〜± 32m/s（最小± 0.3m/s）

0� � ����� �

測定流速レンジ

9 10 11� ��� �‑40 〜 +200℃（検出器による）

1

�����

φ 13mm 〜φ 6000mm（検出器による）

1 2 3 4 5 6 7 8

F SC

約320

適用配管内径
測定流体温度＜変換器＞

��� ���

超音波が通る均一な液体
水、温水、蒸留水、アルコール、ミルク、エタノール、
その他超音波が通る均一な液体�����

適用流体���������� �� ��

アナログ入・出力��電源入力電源スイッチSDカードスロット���接続口
�����

�����

安全に関するご注意＊このカタログに掲載されている商品をご使用の際には、事前に取扱説明書をかならず、お読みください。
お問合せは、下記または弊社左記事業所へお願いいたします。

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）
http://www.fesys.co.jp
営業拠点
北海道地区 TEL（011）221-6407 関西地区 TEL（06）6455-6790
東北地区 TEL（022）225-5355 中国地区 TEL（082）247-4236
関東地区 TEL（03）5435-7041 四国地区 TEL（089）933-9101
中部地区 TEL（052）231-8544 九州地区 TEL（092）262-7844
北陸地区 TEL（076）441-1230
計測機器のホームページ http://www.ﬁc-net.jp
本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

Printed in Japan 2009-3/50FIS