光検出器セレクションガイド
アバランシェ光検出器
APD210, APD310, APD410

NEW性能が向上しました。
全モデルすぐに利用できる電源が付属します。

Menlo Systemsでは、超微弱光を検出するための光検出器シリーズの開発を行ってきました。
アバランシェフォトダイオードからPINフォトダイオードまで、お客様の用途に最適な検出器をお選びいただけます。全ての検出器
は、ノーベル物理学賞を受賞した技術を採用した当社の光周波数コムシス
テムでその性能を実証済みです。

分光感度
各検出器に内蔵されたフォトダイオードの分光感度特性; APD210、およびAPD410のデータは倍率が異なります。

Spectral Response

Photosensitivity [A/W]

1.2

FPD510-FS-NIR

1.00.8FPDx10-FS-VIS

0.6

FPDx10-FC-VIS

0.4

FPD310-FS-NIR
FPD610-FS-NIR

APD210(x 50)

APD310FPDx10-FC-NIR

APD410(x 50)0.20.0200400

600

800

1000 1200 1400 1600 1800

Wavelength [nm]ア バランシェ光 検 出 器 A P D 2 1 0、APD310およびAPD410は、各々可視、赤外域検出用で、主な特徴は以下の通りです: 可視域の検出、利得の調整、高い信号対雑音比、バイアス電圧の電子補償による温度に依存しない利得特性。
本検出器は200～1000nmおよび950～1650 nmの波長範囲において、微弱な光パルスの空間光学系での検出に最適化されています。
3dB帯域幅で極めてフラットな周波数特性を実現しています。

PIN光検出器
FPD310シリーズ
高感度超高速光検出器FPD310製品
ファミリーは、高利得、高帯域幅、極めて短い立ち上がり時間、高い信号対雑音比が特徴です。
高利得、低雑音のRF増幅器を内蔵した使いやすい
Si-PINまたはInGaAs-PINフォトダイオードパッケージです。
利得は２つの固定値の間で切り替えることができ、用途に応じた最適な性能を得ることができます。

FPD510シリーズ
高感度超高速PIN光検出器FPD510
製品ファミリーは、低レベルの光ビート信号とパルス形状を最大250 MHzの周波数で検出するために、最高の信号対雑音比を実現するように最適化されています。
SiまたはInGaAsのPINフォトダイオードに 高利得、低雑音のトランスインピーダンス増幅器を内蔵した使いやすいパッケージの光検出器です。

FPD610シリーズ
高感度超高速PIN光検出器 FPD610
製品ファミリーは、600 MHz までの周波数で広帯域と高利得を兼ね備えています。
SiまたはInGaAsのPINフォトダイオードに 高利得、低雑音のトランスインピーダンス増幅器を内蔵した使いやすいパッケージの光検出器です。
全モデル:
可視域と近赤外域の両方があり、いずれも空間光学系またはフェイバー結合の光入力が可能です。小型のためOEMインテグレーションが容易です。各増幅型光検出器にはユニバーサルAC入力を備えた低雑音電源が付属します。

光検出器セレクションガイド] [dBm/√Hz]

雑音等価電力 [pW/√Hz]
***

0.5

2.5 x 105--80

0.24AC / 50 Ω VPP ~1 V

APD31010950-1650

1-18005-1000

0.52.5 x 104--80

13.3AC / 50 Ω VPP ~1 V

APD41010200-1000

1-16005-900

0.5

4.5 x 104--80

87,6AC / 50 Ω VPP ~1 V

F P D 3 1 0 - F C -V I S *2400-1000

1-15005-10000.5

2 x 104-100-130

25.5

AC / 50 Ω VPP ~1 VF P D 3 1 0 - F S -V I S

2400-1000

1-15005-1000

0.5

2 x 104-100-130

24.0AC / 50 Ω VPP ~1 V

FPD310-FC-NIR**

2950-1650

1-15005-10000.5

2 x 104-100-13012.0

AC / 50 Ω VPP ~1 V

FPD310-FS-NIR

2950-1650

1-15005-1000

0.5

2 x 104-100-130

14.1

AC / 50 Ω VPP ~1 V

F P D 5 1 0 - F C -V I S *3400-1000

DC-250DC-2002

1.5 x 105-110-1356.4

DC / 50 Ω0-1 V

F P D 5 1 0 - F S -V I S

3400-1000

DC-250DC-2002

1.5 x 105-110-135

6.0

DC / 50 Ω0-1 V

FPD510-FC-NIR**

3950-1650

DC-250DC-20021.5 x 105-110-135

3.0

DC / 50 Ω0-1 V

FPD510-FS-NIR

3950-1650

DC-250DC-20021.5 x 105-110-1353.2

DC / 50 Ω0-1 VF P D 6 1 0 - F C -V I S *3400-1000

DC-600DC-50012 x 106-80-100

11.9

DC / 50 Ω0-1 V

F P D 6 1 0 - F S -V I S

3400-1000

DC-600DC-50012 x 106-80-100

11.2

DC / 50 Ω0-1 V

FPD610-FC-NIR**

3950-1650

DC-600DC-50012 x 106-80-100

5.6

DC / 50 Ω0-1 V

FPD610-FS-NIR

3950-1650

DC-600DC-50012 x 106-80-1006.6

DC / 50 Ω0-1 V*FC/PCコネクタ **FC/APC付属SMF28ピッグテール *** 計算値

注文情報
製品コード価格
製品コード

出力信号

最大利得 ***[VPeak-Peak/W]

5-1000出力カップリング立ち上がり時間 [ns]1-16003dB

3 dB帯域幅 [MHz]400-1000

暗時雑音レベル [5 MHz- f-

周波数範囲 [MHz]10で] [dBm/√Hz]

波長範囲 [nm]APD210

FS: 空間光学系、FC: ファイバー結合型

暗時雑音レベル [5 MHzま損傷閾値 [mW]仕様

詳細と仕様については当社のホームページで各製品のデータシートをご参照ください。

APD210

APD310APD410

お問い合わせください

お問い合わせください

お問い合わせください

FPD310-FS-VISFPD310-FC-VISFPD310-FS-NIR

FPD310-FC-NIR

FPD510-FC-VISFPD510-FS-NIR

FPD510-FC-NIR

FPD610-FC-VISFPD610-FS-NIR

FPD610-FC-NIR

お問い合わせください

各モデルの価格
製品コード

FPD510-FS-VIS
お問い合わせください

各モデルの価格
製品コード

FPD610-FS-VIS
お問い合わせください

各モデルの価格

仕様は予告なく変更されることがあります。
ご要望の仕様についてはお問い合わせください。

Menlo Systems GmbH
T+49 89 189 166 0
sales@menlosystems.com

Menlo Systems, Inc.
T+1 973 300 4490
ussales@menlosystems.com

www.menlosystems.com

Thorlabs, Inc.
T+1 973 579 7227
sales@thorlabs.com

メンローシステムズ株式会社
T 090 7409 2021
jpsales@menlosystems.com

D-DSG-EN 28/10/2022