Zusatzdokumentation

Liquiline CM44x, Liquiline System CA80xx,
Liquistation CSFxx
Datenübertragung über Modbus®

Gültig ab:
Softwareversion 1.05.00

Dokument: Datenübertragung über Modbus, Revision 3
Erste Ausgabe Dez 9, 2011
Aktuelle Ausgabe Jan 31, 2014
SD01189C/07/DE/03.14
71262789
Autor:
Endress+Hauser Conducta
Gesellschaft für Mess- und Regeltechnik mbH+Co. KG
Dieselstr. 24
70839 Gerlingen
Deutschland

PROFIBUS® ist eine eingetragene Handelsmarke der PI International© Endress+Hauser 2014

SD01189C/07/DE/03.14

Inhaltsverzeichnis
1.

Hinweise ............................................................................................................................................... 5
Verwendung der Zusatzdokumentation ........................................................................................... 5
Abkürzungen ..................................................................................................................................... 5
2.
Montage und Verdrahtung................................................................................................................... 6
3.
Inbetriebnahme.................................................................................................................................... 7
3.1. Hinweise ........................................................................................................................................... 7
4.
Modbus-Protokoll ................................................................................................................................ 8
4.1. Übersicht ........................................................................................................................................... 8
4.2. Definitionen ...................................................................................................................................... 8
4.3. Funktionsprinzip ............................................................................................................................... 9
4.3.1. Allgemein ................................................................................................................................... 9
4.3.2. Modbus Exception Codes ........................................................................................................... 9
4.3.3. Ansprechüberwachung (Watchdog) .......................................................................................... 94.4. Betriebsarten .................................................................................................................................. 10
4.4.1. ASCII ......................................................................................................................................... 10
4.4.2. RTU .......................................................................................................................................... 10
4.4.3. TCP ........................................................................................................................................... 10
4.5. Register Adressierung ..................................................................................................................... 11
5.
Funktionsbeschreibung ...................................................................................................................... 125.1. Erweiterungsmodul 485 ................................................................................................................. 125.2. Modbus Funktionscodes ................................................................................................................. 13
5.2.1. FC03 Read Holding Register .................................................................................................... 14
5.2.2. FC04 Read Input Register ........................................................................................................ 14
5.2.3. FC08 Diagnostics (nur seriell) .................................................................................................. 15
5.2.4. FC16 Write Multiple Register................................................................................................... 16
5.2.5. FC23 Read/Write Multiple Register......................................................................................... 16
5.3. Leistungsdaten ............................................................................................................................... 17
5.3.1. Einschalten............................................................................................................................... 17
5.3.2. Nichtflüchtiger Speicher ........................................................................................................... 17
5.3.3. Reaktionsverzögerung ............................................................................................................. 17
5.3.4. Sensor Abtast-Zeit ................................................................................................................... 175.3.5. Latenz der Modbus Kommunikation........................................................................................ 18
6.
Inbetriebnahme.................................................................................................................................. 19
6.1. Konfiguration der Modbus RS485 Schnittstelle ............................................................................. 19
6.1.1. Einstellungen ........................................................................................................................... 19
6.1.2. Busadresse über Software einstellen ....................................................................................... 19
6.1.3. Feldbusadresse über Hardware einstellen ............................................................................... 19
6.2. Konfiguration der Modbus TCP Schnittstelle .................................................................................. 20
6.2.1. Werkseinstellung ..................................................................................................................... 20
6.2.2. MAC-Adresse ........................................................................................................................... 20
6.2.3. DHCP (Automatische Einstellung) ........................................................................................... 20
6.2.4. Statische IP Adresse einstellen ................................................................................................ 21
6.2.5. Verbindung überprüfen ............................................................................................................ 226.3. Ansprechüberwachung („Watchdog“)............................................................................................. 226.4. Konfiguration des Modbus-Ausgangs: Gerätevariablen ................................................................. 23
6.4.1. AI Analoge Werte (Gerät  Modbus)...................................................................................... 23
6.4.2. DI Digitale Werte (Gerät  Modbus) ...................................................................................... 26
6.4.3. Stellwerte ................................................................................................................................. 27
6.5. Prozesswerte................................................................................................................................... 28
6.5.1. Einheiten .................................................................................................................................. 28
6.5.2. Status ....................................................................................................................................... 28
7.
Störungsbehebung ............................................................................................................................. 29

2

1.1.
1.2.

SD01189C/07/DE/03.14
7.1. LED Diagnose .................................................................................................................................. 29
7.2. Statussignal .................................................................................................................................... 29
7.3. Diagnosemeldungen ....................................................................................................................... 31
7.3.1. Gerätebezogene Diagnose ....................................................................................................... 31
7.3.2. Sensor bezogene Diagnose ...................................................................................................... 32
7.4. Kommunikationsspezifische Fehler ................................................................................................ 33
7.4.1. Terminierung ........................................................................................................................... 33
7.4.2. Fehlerzähler ............................................................................................................................. 33
8.
Anhang ............................................................................................................................................... 34
8.1. Datentypen ..................................................................................................................................... 34
8.1.1. Gleitpunktzahlen (IEE-754) ..................................................................................................... 34
8.1.2. Ganzzahl .................................................................................................................................. 34
8.1.3. Zeichenkette ............................................................................................................................ 34
8.1.4. Andere Datentypen .................................................................................................................. 34
8.2. Einheiten......................................................................................................................................... 35
9.
Modbus Tabellen................................................................................................................................ 36
9.1. Allgemein ........................................................................................................................................ 36
9.1.1. Prozesswerte ............................................................................................................................ 36
9.1.2. Identifikation............................................................................................................................ 41
9.1.3. Diagnose .................................................................................................................................. 42
9.1.4. Konfiguration ........................................................................................................................... 46
9.2. Sensor 0 .......................................................................................................................................... 49
9.2.1. Info ........................................................................................................................................... 49
9.2.2. Setup ........................................................................................................................................ 53
9.3. Sensor 1 .......................................................................................................................................... 55
9.3.1. Info ........................................................................................................................................... 55
9.3.2. Setup ........................................................................................................................................ 59
9.4. Sensor 2 .......................................................................................................................................... 61
9.4.1. Info ........................................................................................................................................... 61
9.4.2. Setup ........................................................................................................................................ 65
9.5. Sensor 3 .......................................................................................................................................... 67
9.5.1. Info ........................................................................................................................................... 67
9.5.2. Setup ........................................................................................................................................ 71
9.6. Sensor 4 .......................................................................................................................................... 73
9.6.1. Info ........................................................................................................................................... 73
9.6.2. Setup ........................................................................................................................................ 77
9.7. Sensor 5 .......................................................................................................................................... 79
9.7.1. Info ........................................................................................................................................... 79
9.7.2. Setup ........................................................................................................................................ 83
9.8. Sensor 6 .......................................................................................................................................... 85
9.8.1. Info ........................................................................................................................................... 85
9.8.2. Setup ........................................................................................................................................ 89
9.9. Sensor 7 .......................................................................................................................................... 91
9.9.1. Info ........................................................................................................................................... 91
9.9.2. Setup ........................................................................................................................................ 95
9.10. Probenehmer .................................................................................................................................. 97
9.10.1. Info ........................................................................................................................................... 97
9.10.2. Setup ........................................................................................................................................ 99
9.11. Analysator ..................................................................................................................................... 101
9.11.1. Analysator Konfiguration ....................................................................................................... 101
9.11.2. Analysator Info....................................................................................................................... 102
9.11.3. Analysator Programm ............................................................................................................ 104
9.11.4. Analysator Manuelle Bedienung ............................................................................................ 105
9.11.5. Analysator Photometer Info................................................................................................... 105
9.11.6. Analysator Messwertdaten .................................................................................................... 106
9.11.7. Analysator Manuelle Bedienung Status ................................................................................. 107
3

SD01189C/07/DE/03.14
9.12. Probenvorbereitung 1................................................................................................................... 108
9.12.1. Info ......................................................................................................................................... 108
9.12.2. Setup ...................................................................................................................................... 110
9.13. Probenvorbereitung 2................................................................................................................... 111
9.13.1. Info ......................................................................................................................................... 111
9.13.2. Setup ...................................................................................................................................... 113

4

SD01189C/07/DE/03.14

1. Hinweise
1.1.

Verwendung der Zusatzdokumentation

Diese Zusatzdokumentation ist nur in Verbindung mit einem Messumformer Liquiline CM44x, Analysator
Liquiline CA80xx oder einem Probenehmer CSFxx mit Modbus RS485- oder Modbus TCP- Schnittstelle zu
verwenden.
Diese Zusatzdokumentation ist ein Bestandteil der Betriebsanleitung und erweitert diese um
Informationen zum Einsatz mit Modbus.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Betriebsanleitungen:
Betriebsanleitung CM44x
Betriebsanleitung CM44xR
Betriebsanleitung CSFxx
Betriebsanleitung CA80xx

BA00444C
BA01225C
BA00443C
BA01240C

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die das Gerät in ein Modbus Netzwerk integrieren. Es wird
angenommen, dass der Leser über Grundkenntnisse der Modbus Technologie verfügt.
Weiterführende Informationen zur Modbus Technologie finden Sie beispielsweise auf der Webseite:www.modbus.org

1.2.
n.A.
NaN
ENP
AI
DI
AO
DO

AbkürzungenNicht anwendbar
Not a Number (IEEE-754, 7Fh A0h 00h 00h)
Elektronisches Typenschild (engl. electronic name plate)Analog Input (PA-Profil Funktionsblock)
Discrete Input (PA-Profil Funktionsblock)
Analog Output (PA-Profil Funktionsblock)
Discrete Output (PA-Profil Funktionsblock)5

SD01189C/07/DE/03.14

2. Montage und Verdrahtung
Die Montage und Verdrahtung ist in Teil 1: Inbetriebnahme der Betriebsanleitung des jeweiligen Produkts
beschrieben.

6SD01189C/07/DE/03.14

3. Inbetriebnahme
3.1.

HinweiseNach Anlegen der Versorgungsspannung wird das Gerät gestartet. Dieser Vorgang kann abhängig von der
Gerätekonfiguration bis zu 2 Minuten dauern. Während des Startvorgangs ist keine Modbus
Kommunikation mit dem Gerät möglich.
Die Betriebsbereitschaft der Modbus-Schnittstelle wird über die PWR LED (grün) am 485-Modul
signalisiert. Dies ist spätestens 10 bis 30 Sekunden nach Anzeige des Messbildes der Fall.
Das 485-Modul bietet die Möglichkeit eine Busterminierung über 4 parallele DIL-Schiebeschalter zu
aktivieren. Dabei werden die nachfolgenden Modbus-Teilnehmer nicht vom RS485-Segment getrennt. Zur
Aktivierung der Busterminierung muss das 485-Modul entnommen werden. Ist das 485-Modul eingebaut
und mit Spannung versorgt, so wird der Zustand der Busterminierung über die T LED (gelb) signalisiert.
Die Terminierung entspricht den Vorgaben von PROFIBUS DP, damit das RS485-Interface auch zur
PROFIBUS-DP Kommunikation verwendet werden kann.
5V2
B (rot)390Ω
220Ω

A (grün)390Ω
0V2
Abbildung 1 Zuschaltbarer Busabschlusswiderstand7

SD01189C/07/DE/03.14

4. Modbus-Protokoll
4.1.

Übersicht

MODBUS ist ein offenes standardisiertes Kommunikationsprotokoll, welches in den Bereichen derFertigungs-, Prozess- und Gebäudeautomatisierung eingesetzt wird.
Das Modbus Protokoll wird zum Datenaustausch mit intelligenten Feldgeräten über master/slave(client/server) Verbindungen verwendet. Das Modbus Protokoll kann dabei auf unterschiedlichenÜbertragungsmedien verwendet werden und in andere Kommunikationsprotokolle eingebettet sein.
Die Spezifikationen für das Modbus-Protokoll sind auf der Webseite der Modbus Organisation frei
verfügbar.
http://www.modbus.org/

4.2.

Definitionen

Abkürzung
PDU

Name
Protocol Data Unit

Info
Die Modbus Spezifikation definiert eine einfache Protocol
Data Unit (PDU), die unabhängig von darunter liegendenÜbertragungsschichten ist.

ADU

Application Data Unit

Die Modbus Application Data Unit (ADU) besteht aus dem
MBAP Header und der Modbus PDU. Die ADU wird direkt in
ein TCP-Frame eingebettet.

Broadcast

Der Master sendet über die Globaladresse 0 (BroadcastAdresse) einen Befehl an alle Slaves im Feldbus-System, diediesen ohne Rückmeldung an den Master ausführen.
Broadcast Messages sind nur in Verbindung mit
schreibenden Functionscodes zulässig.
Der Master sendet ein Anforderungstelegramm an einen
Slave und erwartet dessen Antworttelegramm. Der Slave
wird hierbei aufgrund seiner eindeutigen Bus-Adresse(1…247) direkt angesprochen.

Unicast8

SD01189C/07/DE/03.14

4.3.

Funktionsprinzip

4.3.1.

Allgemein

Die Modbus Kommunikation (unicast) folgt einem einfache Anfrage-Antwort Mechanismus.
Anfrage / Request

Client/Master

Antwort / Response

Server/Slave

Es sind drei Fälle zu unterscheiden:
Empfängt das Gerät (Server) ein gültiges Telegramm mit einer gültigen Anfrage und kann diesebeantworten, so antwortet dieses mit einem Antworttelegramm mit dem Funktionscode der Anfrage.
Empfängt das Gerät (Server) ein ungültiges Telegramm (z.B. CRC-Fehler) so antwortet es nicht. Die
Applikation (Client) muss nach Ablauf einer definierten Zeit (time-out) eine Fehlerbehandlung
durchführen.
Empfängt das Gerät (Server) ein gültiges Telegramm mit einer ungültigen Anfrage, so antwortet es mit
einer Modbus Exception. Die Applikation (Client) muss eine Fehlerbehandlung durchführen.

4.3.2.

Modbus Exception Codes

Erkennt der MODBUS Slave einen Fehler im Anforderungstelegramm des Masters, sendet er als Antwort
dem Master eine Fehlermeldung bestehend aus Slave-Adresse, Funktionscode, Fehlercode (ExceptionCode) und Prüfsumme. Als Kennzeichnung, dass es sich um eine Fehlermeldung handelt, wird das
Führungsbit des zurückgesendeten Funktionscodes gesetzt. Die Fehlerursache wird über den Fehlercode(Exception Code) an den Master übertragen.
Exception Code
01
02

03

04

4.3.3.

Info
ILLEGAL_FUNCTION
Der vom Master gesendete Funktionscode wird vom Messgerät (Slave) nicht unterstützt.
ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Das vom Master adressierte Register ist nicht belegt (d.h. es existiert nicht), oder die
Länge
der abgefragten Daten ist zu groß.
ILLEGAL_DATA_VALUE
Der Master versucht in ein Register zu schreiben, welches nur einen Lesezugriff erlaubt.
Der Wert, der in dem Datenfeld erscheint, ist nicht zulässig: z.B. Bereichsgrenzenüberschritten oder falsches Datenformat.
SLAVE_DEVICE_FAILURE
Der Slave hat auf das Anforderungstelegramm des Masters nicht geantwortet bzw. bei
derVerarbeitung des Anforderungstelegramms ist ein Fehler aufgetreten.

Ansprechüberwachung (Watchdog)

Das Gerät verfügt über eine parametrierbare Ansprechüberwachung um auf den Ausfall des Modbus
Masters reagieren zu können. Diese Funktion ist in Kapitel 6.3 beschrieben.

9SD01189C/07/DE/03.14

4.4.

Betriebsarten

Die Datenübertragung wird in die drei Betriebsarten ASCII, RTU und TCP unterschieden.

4.4.1.

ASCII

Die Daten werden als ASCII-Zeichen übertragen und sind damit für den Menschen lesbar.
Start
1 Zeichen= „:“Adresse2 Zeichen

Funktion
2 Zeichen

Daten
N Zeichen

LRC
2 ZeichenEnde
2 Zeichen
CRLF

Feld
AdresseLänge
2 ByteInfo
Identifiziert das Zielgerät

ClientVom Client gesetzt

LRC

2 Byte Modbus Spezifikation

Vom Client gesetzt

4.4.2.

ServerVon der Anfrage in
die AntwortkopiertVom Server gesetzt

RTU

Die Daten werden binär übertragen und sind dadurch kompakter.
Adresse1 Zeichen
0 = Broadcast
247 = Unicast

Funktion
1 Zeichen

Daten
N Zeichen

CRC16
2 Zeichen

Zwischen zwei Modbus-Telegrammen muss einen Ruhezeit von mind. 3.5 Zeichen eingehalten
werden.
Feld
AdresseLänge
1 ByteInfo
Identifiziert das Zielgerät

ClientVom Client gesetzt

CRC16

2 Byte Modbus Spezifikation

Vom Client gesetzt

4.4.3.

ServerVon der Anfrage in
die AntwortkopiertVom Server gesetzt

TCP

Die Daten werden wie bei RTU binär übertragen. Adresse und Prüfsumme des RTU-Modus entfallen.
Die Modbus ADU ist in das TCP/IP Telegramm eingebettet.

Transaktionsnummer
2 Byte10

Modbus TCP/IP ADU
MBAP Header
ProtokollZahl der noch
Adressekennzeichen
folgendenBytes
2 Bytes
2 Bytes
1 Byte= 0x0000=N+2=0

Funktion
1 ByteModbus PDU
Daten
N Bytes

SD01189C/07/DE/03.14
Feld
Transaktionsnummer

Länge
2 ByteInfo
Identifiziert die Transaktion

ClientVom Client gesetzt

Protokollkennzeichen

2 ByteZahl der nochfolgenden Bytes
Adresse2 ByteAnzahl der folgenden Bytes

Vom Client gesetzt

1 ByteIdentifiziert einen Slave der an
einem dahinterliegenden
seriellen Bus angeschlossen ist.
Hinweis
Die Geräte der Liquiline
Produktfamilie verwenden den
Unit Identifier nicht. Dieser
sollte immer auf den Wert 0
gesetzt werden.

Vom Client gesetzt

Vom Client gesetzt

ServerVon der Anfrage in
die AntwortkopiertVon der Anfrage in
die AntwortkopiertVom Server gesetzt
Von der Anfrage in
die AntwortkopiertSie können gleichzeitig bis zu 3 parallele TCP-Verbindungen über den TCP-Port 502 mit dem Gerät
unterhalten. Achten Sie auf den korrekten Aufbau des MBAP-Header.

4.5.

Register Adressierung

Register
Discretes Inputs
Coils
Input Register

DatentypBit
Bit
16-Bit Wort

Zugriff
Nur Lesen
Lesen/Schreiben
Nur Lesen

Addressbereich*
1XXXX
2XXXX
3XXXX

Holding Register

16-Bit Wort

Lesen/Schreiben

4XXXX

Info
wird vom Gerät nicht verwendet
wird vom Gerät nicht verwendet
Diese Daten können vom Gerät
nur gelesen werden.
Diese Daten können vom Gerät
gelesen und von der Applikation
geändert werden.

* Die Registeradresse wird als 16-bit Wort übertragen, wobei das 1. Register mit dem Wert 0 adressiert
wird. In diesem Dokument werden die Registeradressen so angegeben wie diese auch in den ModbusTelegrammen übertragen werden.
Es ist in Modbus Applikationen auch eine Notation gebräuchlich, die die Registeradressen ab 1
beginnend zählt. In diesem Fall wird die (Registeradresse – 1) im Modbus-Telegramm übertragen.

11

SD01189C/07/DE/03.14

5. Funktionsbeschreibung
5.1.

Erweiterungsmodul 485

Das Erweiterungsmodul 485 ermöglicht die Anbindung des Geräts über die folgenden Protokolle:• PROFIBUS DP (Profile 3.02)• Modbus RS485 (RTU/ASCII)• Modbus TCP• EtherNet/IP
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle für welche Geräte der 4-Draht Liquiline Platform welche Varianteverfügbar ist:
Protokoll
Liquiline CM442
Liquiline CM444
Liquiline CM448
Liquistation CSF34
Liquistation CSF48
Liquiline CA80AM

Modbus RTU/ASCII(RS485)
X
X
X
X
X
X

Modbus TCP(Ethernet)
X
X
X
X
X
X

PROFIBUS DP(RS485)
X
X
X
X
X
i.V.

Webserver(Ethernet)
X
X
X
X
X
X

EtherNet/IP(Ethernet)
X
X
X
i.V.
i.V.
i.V.

Dieses Dokument beschreibt die Modbus Funktionalität des Geräts. Eine Beschreibung der anderen
Funktionen finden Sie in folgenden Dokumenten:
SD01188C
SD01190C
SD01293C

PROFIBUS DP
Web Server
EtherNet/IP

Es kann immer nur eine Art der Feldbuskommunikation aktiv sein. Der zuletzt eingegebene
Freischaltcode entscheidet, welcher Feldbus benutzt wird.
Bitte beachten Sie die Einschränkungen bei gleichzeitiger Verwendung von Stromausgängen:• CM442:
Stromausgänge können nicht parallel zum Feldbus verwendet werden. Eventuell vorhandene
Stromausgänge werden mit Einbau des 485-Moduls deaktiviert.
• CM444/CM448:
Max. 2 Stromausgänge können parallel zum Feldbus freigeschaltet werden.

12

SD01189C/07/DE/03.14

5.2.

Modbus Funktionscodes

Funktionscode FCxx

03

Name

Beschreibung

READ HOLDING REGISTERLesen eines oder mehrerer Register des MODBUS-Slave.
Es können 1 bis maximal 125 aufeinanderfolgende
Register(1 Register = 2 Byte) mit einem Telegramm gelesen
werden.
Anwendung:
Lesen von Messgeräteparametern mit Lese- undSchreibzugriff.

04

READ INPUT REGISTER

Dieser Funktionscode dient zum Lesen von Registern mit
Lesezugriff. Es können bis zu 125 aufeinanderfolgende
Register gelesen werden.
Anwendung:
Lesen von Messgeräteparametern mit Lesezugriff.
Dieser Funktionscode dient dazu, die Kommunikation
zwischen Master und Slave zu überprüfen.

08

DIAGNOSTICS

16

WRITE MULTIPLE REGISTERS

23

READ/WRITE
MULTIPLE REGISTERS

Folgende Subfunktionscodes werden unterstützt:• Subfunktion 00 = Rückgabe der Anfragedaten(Loopback)• Subfunktion 02 = Rückgabe des Diagnoseregister
Beschreiben mehrerer Slave-Register mit einem neuen
Wert.
Es können maximal 123 aufeinanderfolgende Register mit
einem Telegramm beschrieben werden.
Alle Register, die durch die geschriebenen Register
adressiert werden, müssen schreibbar sein, da die Anfrage
andernfalls mit der Ausnahme ILLEGAL DATA VALUE
beantwortet wird.

Gleichzeitiges Lesen und Schreiben von jeweils 1 bis
maximal 118 Register in einem Telegramm. Der
Schreibzugriff wird vor dem Lesezugriff ausgeführt.

Broadcast Messages sind nur mit den Funktionscodes 06, 16 und 23 zulässig. Der Funktionscode 08
wird nur für Modbus RS485 unterstützt.

13

SD01189C/07/DE/03.14

5.2.1.

FC03 Read Holding Register

Anfrage
FunktionscodeAnfangsadresse
Zahl der Register

1 Byte2 Byte2 Byte0x03
0x0000 bis 0xFFFF
1 bis 125 (0x7D)

AntwortFunktionscode
Byte Count
Wert Holding-Register

1 Byte1 Byte(2 * Zahl der Register) Byte

0x03
2 * Zahl der Register2 bis 250

FehlerFehlercode
Ausnahmecode

1 Byte1 Byte0x83
01 oder 02 oder 03 oder 04

5.2.2.

FC04 Read Input Register

Anfrage
FunktionscodeAnfangsadresse
Zahl der Register

1 Byte2 Byte2 Byte0x04
0x0000 bis 0xFFFF
1 bis 125 (0x7D)

AntwortFunktionscode
Byte Count
Wert Eingangsregister

1 Byte1 Byte(2 * Zahl der Register) Byte

0x04
2 * Zahl der Register2 bis 250

FehlerFehlercode
Ausnahmecode

1 Byte1 Byte0x84
01 oder 02 oder 03 oder 04

14

SD01189C/07/DE/03.14

5.2.3.

FC08 Diagnostics (nur seriell)

Anfrage
Funktionscode
Subfunktion
Daten

1 Byte2 ByteN x 2 Byte

AntwortFunktionscode
Subfunktion
Daten

1 Byte2 ByteN x 2 Byte

FehlerFehlercode
Ausnahmecode

1 Byte1 Byte0x06

1 Byte0x88
01 oder 03 oder 04

Subfunktion 0x00: Return Query Data (Loopback)Beispiel Anfrage
Funktionscode
Subfunktion
Daten (Beispiel)

0x08
0x00
0x01 0x02 0x03 0x04

Antwort ist mit Anfrage identischFunktionscode
Subfunktion
Daten

0x08
0x00
0x01 0x02 0x03 0x04

Subfunktion 0x02: Return diagnostic register
Liest den Parameter:
Parameter
MB_FC08_DIAGNOSE

Register
500

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9..11
12
13
14
15

Sensor 1 hat Diagnose
Sensor 2 hat Diagnose
Sensor 3 hat Diagnose
Sensor 4 hat Diagnose
Sensor 5 hat Diagnose
Sensor 6 hat Diagnose
Sensor 7 hat Diagnose
Sensor 8 hat Diagnose
Allgemeine Diagnose aktiv
Reserviert = 0
Statussignal F (Fehler)
Statussignal C (Funktionskontrolle)
Statussignal M (Wartungsanforderung)
Statussignal S (Außerhalb Spezifikation)

Die Definition des Statussignals entspricht der Namur-Empfehlung NE107.

15

SD01189C/07/DE/03.14

5.2.4.

FC16 Write Multiple Register

Anfrage
FunktionscodeAnfangsadresse
Zahl der Register
Byte Count
Registerwert

1 Byte2 Byte2 Byte1 Byte(2 * Zahl der Register) Byte

0x10
0x0000 bis 0xFFFF
0x0001 bis 0x007B(2 * Zahl der Register) Byte
Wert

AntwortFunktionscode
Subfunktion
Zahl der Register

1 Byte2 Byte2 Byte0x10
0x0000 bis 0xFFFF
1 bis 123 (0x7B)

FehlerFehlercode
Ausnahmecode

1 Byte1 Byte0x90
01 oder 02 oder 03 oder 04

5.2.5.

FC23 Read/Write Multiple Register

Anfrage
FunktionscodeAnfangsadresse lesen
Menge der zu lesenden Register
Anfangsadresse schreiben
Menge der zu schreibenden
Register
Byte Count schreiben
Registerwert schreiben

1 Byte2 Byte2 Byte2 Byte0x17
0x0000 bis 0xFFFF
0x0001 bis 0x007D
0x0000 bis 0xFFFF

2 Byte0x0001 bis 0x0079

1 Byte2 x (zu schreibende Anzahl)

2 x (zu schreibende Anzahl)

AntwortFunktionscode
Subfunktion
Daten

1 Byte2 ByteN x 2 Byte

1 ByteFehlerFehlercode
Ausnahmecode

1 Byte1 Byte0x97
01 oder 03 oder 04

Dieser Funktionscode kann verwendet werden um alle Prozessdaten mittels einer Modbus-Anfrage mit
dem Gerät auszutauschen.

16

SD01189C/07/DE/03.14

5.3.

Leistungsdaten

5.3.1.

Einschalten

Beim Einschalten muss sich der Messumformer selbst initialisieren, was bis zu 2 Minuten in Anspruch
nehmen kann. Während dieses Zeitraums reagiert das Gerät auf keine Modbus-Kommunikation.

5.3.2.

Nichtflüchtiger Speicher

Die Konfigurationsparameter des Gerätes werden im Flash-Speicher abgelegt. Nach Ausführung desSchreibbefehls dauert es ca. 5 Sekunden, bis die Daten gespeichert werden. Die Datenkonsistenz ist zu
jeder Zeit gewährleistet.

5.3.3.

Reaktionsverzögerung

Die Reaktionsverzögerung variiert je nach Richtung des Datenflusses.

Modbus zum Gerät
Empfangene Daten werden ohne Verzögerung an die interne Komponente gesendet, die diese Datenkonsumiert. Die internen Komponenten haben eine feste Verarbeitungsfrequenz von 3 Hz.

Gerät zu Modbus
Unter Reaktionsverzögerung versteht man die Zeitspanne, die zwischen dem Moment liegt, an dem ein
Prozesswert einen neuen Wert annimmt, und dem Moment, an dem dieser Wert an den Modbus-Client
gesendet wird.
1

TReaktionsverzögerung = T Sensor-Ansprechzeit + TSensor-Abtast-Zeit + TModbus-Ansprechzeit

5.3.4.

Sensor Abtast-Zeit

Die Abtast-Zeit der Sensoren ist abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Sensoren.
Anzahl angeschlossene Sensoren
1-4
5-8

1

T
333 ms
500 msfProbenentnahme
3 Hz
2 Hz

siehe Sensordokumentation
17

SD01189C/07/DE/03.14

5.3.5.

Latenz der Modbus Kommunikation

Das Gerät ist darauf beschränkt, alle 300 ms eine Modbus-Transaktion zu bearbeiten. Jede erste ModbusAnfrage wird ohne Verzögerung beantwortet. Die Antwort auf eine jede folgende Anfrage ist um 300 msverzögert.

Sind mehrere Modbus-Clients vorhanden, dann kann die Leistung des Modbus-Netzwerks optimiert
werden, indem Daten nach einem geordneten Zeitplan bei verschiedenen Modbus-Clients angefragt
werden. In dem folgenden Diagramm sehen Sie ein Beispiel für einen solchen Zeitplan, der einen ModbusClient und 4 Modbus-Server umfasst.

18

SD01189C/07/DE/03.14

6. Inbetriebnahme
6.1.

Konfiguration der Modbus RS485 Schnittstelle

6.1.1.

EinstellungenEinstellung
Bus AdresseÜbertragungsart
Baudrate/bps
Parität

Werkseinstellung
247
RTU
19200
Gerade(1 Stoppbit)

Auswahl
1 ... 247
RTU, ASCII
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Gerade (1 Stoppbit), Ungerade (1 Stoppbit), Keine (2 Stoppbits)

Hinweis: Wenn am Hardware DIP Schalter eine gültige Adresse eingestellt ist, kann die Bus Adresse nicht
im Menü geändert werden. Die Einstellung über den Hardware DIP Schalter hat Vorrang.
Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Modbus/Einstellungen:

6.1.2.

Busadresse über Software einstellen

Voraussetzung:Der Hardware DIP-Schalter ist auf eine Adresse außerhalb des gültigen Bereichs 1 … 247 eingestellt.
Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Modbus/Einstellungen6.1.3.

Feldbusadresse über Hardware einstellen

Gültige Feldbusadressen liegen zwischen 1 und 247. Wenn Sie eine ungültige Adresse einstellen, wird
automatisch die Softwareadressierung über die Vor-Ort-Einstellung aktiviert.

19

SD01189C/07/DE/03.14

1) Auslieferungszustand, Softwareadressierung ist aktiv, werkseingestellte Softwareadresse: 247

6.2.

Konfiguration der Modbus TCP Schnittstelle

Damit eine Modbus TCP-Verbindung mit dem Gerät aufgebaut werden kann, müssen zunächst die
Netzwerkeinstellungen (IP- Adresse, Subnetz-Maske und Gateway) des Geräts angepasst werden. Die
Einstellungen sind abhängig vom Netzwerk in den das Gerät eingebunden wird.

6.2.1.

Werkseinstellung

Einstellung
DHCP
IP-Adresse
Netzmaske
Gateway
MAC-Adresse
TCP-Port (HTTP)
TCP-Port (Modbus TCP)

6.2.2.

Werkseinstellung
AuswahlOn
Off, On
192.168.1.212
Gültige IPv4 Adresse
255.255.255.0
Gültige Subnetzmaske
0.0.0.0
Gültige IPv4 Adresse
Siehe Menü oder Beschriftung des Kommunikationsmoduls
80
Keine
502
Keine

MAC-Adresse

Die MAC Adresse ist auf dem Kommunikationsmodul aufgedruckt oder kann über das Menü ausgelesen
werden. Die MAC-Adresse des Messgerätes wird zu Identifizierungszwecken genutzt und wird werkseitig
einmalig fest vergeben.

6.2.3.

DHCP (Automatische Einstellung)

Wenn in dem TCP/IP-Netzwerk ein DHCP-Server verwendet wird, dann werden IP-Adresse, Gateway undSubnetzmaske automatisch bezogen, sobald die DHCP Client-Funktion aktiviert wird. Die DHCP ClientFunktion ist bei Auslieferung des Messgerätes aktiviert. Sie können die DHCP Client-Funktion im Menü
"Ethernet Einstellungen" aktiviert.
Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen20

SD01189C/07/DE/03.14

6.2.4.

Statische IP Adresse einstellen

Voraussetzung:• DHCP ist deaktiviert
Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Ethernet/Einstellungen:1. Ändern Sie die Einstellungen der IP-Adresse und der Netzmaske.
2. Speichern Sie die Einstellungen durch „Save“.
Optional:
3. Geben Sie die IP-Adresse des Gateways an, welches das Messgerät mit dem Internet verbindet.

21

SD01189C/07/DE/03.14

6.2.5.

Verbindung überprüfen

Das Messgerät implementiert das ICMP-Protokoll. Mit dem “ping”-Befehl kann geprüft werden, ob das
Messgerät über das Netzwerk erreichbar ist.

6.3.

Ansprechüberwachung („Watchdog“)

Empfängt das Messgerät nicht innerhalb der als Watchdog eingestellten Zeit mindestens ein Modbus
Telegramm, wird die Diagnose S969 (Modbus-Überwachung) gesetzt. Bei der nächsten Modbus
Kommunikation wird diese Diagnose zurückgenommen.
Die Ansprechüberwachung kann auf Werte von „0“ (deaktiviert) bis 999 s eingestellt werden.
Bei langsamen Applikationen oder Applikationen mit vielen Teilnehmern ist es sinnvoll, diesen Wert auf
eine höhere Verzögerungszeit einzustellen, um Diagnosemeldungen des Modbus-Watchdogs zu
vermeiden. Die Zeitstempel der S969 Diagnosen aus dem Logbuch geben Hinweise auf die optimale
Einstellung.
Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte Einstellungen/Modbus/Einstellungen:22

SD01189C/07/DE/03.14

6.4.

Konfiguration des Modbus-Ausgangs: Gerätevariablen

Die Geräteplattform basiert auf einem modularen Mehrfachkanal- und Plug&Play-Sensorkonzept.
Daher gibt es keine allgemeine Beziehung zwischen Sensormesswert und einer sogenannten
Gerätevariable. Die Gerätevariable ist eine Art Platzhalter für Messwerte oder Stellwerte, die über die
Modbus-Kommunikation übertragbar sind. Es stehen folgende Gerätevariablen zur Verfügung:

Abkürzung

Name

Info

BeispielAI

Analog Input

Gerätevariable, die aus dem Gerät gelesen wird

Messwert lesen

DI

Digital Input

Gerätevariable, die aus dem Gerät gelesen wird

Zustand Relais lesen

AO

Analog Output

Gerätevariable, die in das Gerät geschrieben wird

Externe Regelgröße

DO

Digital Output

Gerätevariable, die in das Gerät geschrieben wird

Reinigung starten

Auswahl der Datenquelle (Prozesswert) für AI- und DI-Funktionsblock:
Schritt

Menü

Aktion1

Menü: Setup/Ausgänge/ Modbus

Wählen Sie den AI- oder DI-Block2…/AIx oder DIx/Datenquelle

Wählen Sie z.B. einen Sensor aus

3…/Aix oder Dix/Messwert

Wählen Sie z.B. einen Messwert aus

Auswahl der Datensenke (Stellwerte) für AO- und DO-Funktionsblöcke:Die Auswahl der Gerätevariablen erfolgt im Menü der Funktion, die den Stellwert verwendet. Sie können
für die jeweilige Funktion eine AO- oder DO-Gerätevariable als Datenquelle auswählen.
Beachten Sie, dass der Stellwert zusammen mit einem Status über Modbus übertragen wird. Setzen Sie
daher den Status des Stellwerts auf den Wert 0 (gut).

6.4.1.

AI Analoge Werte (Gerät  Modbus)

Pfad: Menü/Setup/Ausgänge/Modbus/AI 1 (Analog Input) … AI 16 (Analog Input)
Funktion
Datenquelle

Messwert

Optionen
Auswahl• Keine• Beliebige Datenquelle
Werkseinstellung• KeineAuswahl• Keine• je nach Datenquelle
Werkseinstellung• KeineInfo
Welche Datenquellen Ihnen angeboten werden, hängt vonIhrer Geräteausführung ab. Zur Wahl stehen alle an
Eingängen angeschlossenen Sensoren, Regler undaußerdem mathematische Funktionen undStromeingänge.
Welchen Messwert Sie wählen können, hängt von Ihrer
Auswahl unter "Datenquelle" ab.

23

SD01189C/07/DE/03.14

Datenquelle

Auswahl

Einheit

Stromeingang

Strom

mA

Parameter

mA

Binäreingang

PFM Wert

keineRegler

Bipolarkeine

Unipolar+keine

Unipolar-keine

Rohwert mV

mV

Temperatur

°C

pH

pH

Impedanz GlasMΩ

Temperatur°C

Rohwert nA

mA

PartialdruckhPa

Konzentration
Flüssigkeit

mg/l

Sättigung%

Konzentration Gas%

Temperatur°C

PartialdruckhPa

Konzentration
Flüssigkeit

mg/l

Sättigung%Rohwert µss

Konzentration Gas%

Rohwert mV

mV

Temperatur

°C

pH

pH

LeckstrommA

Redox mV

mV

Redox %%

Temperatur°C

Temperatur°C

Leitfähigkeit

mS/cm

Widerstand

Ωm

TDS

mg/l

Temperatur°C

pHGlass

Sauerst. (amp.)

Sauerst. (opt.
Abwasser)

pH ISFET

Redox

Leitf.cond.

24

SD01189C/07/DE/03.14
Datenquelle

Auswahl

Einheit

Leitf.ind.

Temperatur°C

Leitfähigkeit

mS/cm

Konzentration

%

TDS

mg/l

TU/TS

Trübung FNU

FNU

TU

Trübung FNU

FNU

Nitrat

NO3

mg/l

NO3-N

mg/l

Temperatur

°C

SAK

1/m

Transm.

%Absorption

keine

CSB

mg/l

TOC

mg/l

DOC

mg/l

BSB

mg/l

Temperatur°C

RohwertmV

Konzentration

mg/l

pH

pH

Redox mV

mV

Ultraschall Trennzone

Trennzone

m

Chlor

Temperatur°C

Sensorstrom

mA

Konzentration

mg/l

SAK

ISE

25

SD01189C/07/DE/03.14

6.4.2.

DI Digitale Werte (Gerät  Modbus)

Pfad: Menü/Setup/Ausgänge/Modbus/DI 1 (Digital Input) … DI 8 (Digital Input)
Funktion

Optionen

Info

Datenquelle

Auswahl• Keine• Grenzwertgeber• Alarmrelais• Relais• Binäreingang
Werkseinstellung• KeineWelche Datenquellen Ihnen angeboten werden, hängt vonIhrer Geräteausführung ab.

26

SD01189C/07/DE/03.14

6.4.3.

Stellwerte

Pfad: Die Auswahl der Gerätevariablen erfolgt im Menü der Funktion, die den Stellwert verwendet.
Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Grenzwertgeber/Datenquelle
Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Regler/Quelle
Reglerfreigabe/Datenquelle
Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Regler/Regelgröße/Datenquelle
Menü/Setup/Zusatzfunktionen/Reinigung/Startsignal
Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer
Hold
Menü/Setup/Logbücher/Datenlogbücher/Datenquelle
Menü/Setup/Eingänge/Sensor/Erweitertes Setup/Externer Hold/Quelle
Menü/Anzeige/Benutzerdefinierbare Messbilder/Datenquelle

Modbus AO x
Modbus DO x
Modbus AO x
Modbus DO x
Modbus DO x
Modbus AO x / DO x
Modbus DO x
Modbus AO x / DO x

Nur Probenehmer Liquistation CSFxx:
Menü/ProbenahmeProgramm/Programmsetup/Advanced/Startbedingung
Menü/Probenahme-Programm/Programmsetup/Advanced/Startsignal
Menü/ProbenahmeProgramm/Programmsetup/Advanced/Stoppbedingung
Menü/Probenahme-Programm/Programmsetup/Advanced/Stoppsignal
Menü/…/Advanced/Teilprogrammsetup/Probenahmemodus
Menü/…/Advanced/Teilprogrammsetup/Probenahmesignal
Menü/…/Advanced/Teilprogrammsetup/Flaschenwechsel
Menü/…/Advanced/Teilprogrammsetup/Wechselsignal
Menü/…/Advanced/Teilprogrammsetup/Teilprogramm-Aktivierung
Menü/…/Advanced/Teilprogrammsetup/Aktivierungssignal

ModbusModbus DO x
ModbusModbus DO x
ModbusModbus DO x
Modbus DO x
Modbus DO x
ModbusModbus DO x

Beispiel: Externer gerätebezogener Hold
Es können mehrere DO-Signale ausgewählt werden. Wenn mindestens eines dieser Signale gesetzt (=1)
ist, wird die Hold-Funktion aktiviert.
Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Hold Einstellungen/Externer Hold/27

SD01189C/07/DE/03.14

6.5.

Prozesswerte

Die Prozesswerte liegen ab Register 40001 (Holding Register 0) bzw. 30001 (Input Register 0). Über die
Input Register können Sie auf die nur-lesbaren Prozesswerte zugreifen. Ein schreibender Zugriff auf die
Prozesswerte ist nur für die Holding-Register möglich.
Jeder Prozesswert wird zusammen mit einer Einheit und einem Status übertragen. Der Status gibt Auskunftüber die Verwendbarkeit des Prozesswerts.

6.5.1.

Einheiten

Jedem Prozesswert ist eine Einheit zugeordnet. Die Einheit ist abhängig von der mit diesem dem
Prozesswert-Variablen verknüpften Datenquelle und ist nicht änderbar.
Eine Ausnahme ist die Einheit der Temperatur. Diese kann über das Holding-Register 1016 geändert
werden.

6.5.2.

StatusJeder Prozesswert ist mit einem Status verknüpft, der eine Aussage über die Gültigkeit und damit
Verwendbarkeit dieses Prozesswerts gibt. Der Status kann die folgenden Werte annehmen:
HEX

DEZ

Qualität

Beschreibung

0

0

Gut

Der Wert ist verwendbar.

1

1

UnsicherDer Wert ist möglicherweise nicht exakt.

2

2

Schlecht

Der Wert ist nicht verlässlich.

33

Nicht zugeordnet

Der Modbus Variablen ist kein Messwert zugeordnet.
 6.4

28

SD01189C/07/DE/03.14

7. Störungsbehebung
7.1.

LED Diagnose

LED

Bezeichnung

Farbe

RJ45

LNK/ACTGN

RJ45

10/100

YE

PWR
BF
SF
COM
T

7.2.

Power
(Spannungsversorgung)Bus Failure
Busfehler
System Failure
Systemfehler
Communication(Kommunikation)
Bus Termination(Bus Abschluss)

Info
•
•
•
•
•

Aus = Verbindung ist inaktiv
Ein = Verbindung ist aktiv
Blinkend = Datenübertragung
Aus = Übertragungsrate 10 MBit/s
Ein = Übertragungsrate 100 MBit/s

GN

Versorgungsspannung liegt an und Modul ist initialisiert.

RD

Busfehler

RD

Gerätefehler

YE

Modbus-Telegramm wird empfangen oder verwendet

YE

•
•

Aus = Keine Terminierung
Ein = Terminierung wird verwendet

Statussignal

Der aktuelle Zustand des Geräts kann über Modbus ausgelesen werden und wird direkt am Gerät
angezeigt. Der Zustand folgt der Namur Empfehlung NE107.

Diagnose Kategorie

Beschreibung

F

Failure(Fehler)

Der Messwert des betroffenen Kanals ist nicht mehr
verlässlich. Die Ursache ist in der Messstelle zu suchen.
Eine evtl. angeschlossene Steuerung sollten Sie auf
manuellen Betrieb umstellen.

C

Function Check(Funktionskontrolle)

Am Gerät wird eine Wartungsarbeit ausgeführt. Warten
Sie auf deren Abschluss.

S

Out of Specification(Ausserhalb der Spezifikation)

M

Maintenance required(Wartungsanforderung)

Die Messstelle wird außerhalb ihrer Spezifikation
betrieben. Der Messbetrieb ist weiter möglich. Sieriskieren dadurch aber höheren Verschleiß, kürzere
Lebensdauer oder geringere Messgenauigkeit. Die
Ursache ist außerhalb der Messstelle zu suchen.
Die Messfunktionalität ist noch gegeben. Akut ist keine
Maßnahme notwendig. Aber mit einer Wartungverhindern Sie eine künftig mögliche Fehlfunktion.

29

SD01189C/07/DE/03.14
Der aktuelle Zustand kann über das Modbus Diagnose-Funktionscode #08 oder direkt als Parametergelesen werden.
Parameter
MB_FC08_DIAGNOSE

Input
Register
500

Bit
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9..11
12
13
14
15

Sensor 1 hat Diagnose
Sensor 2 hat Diagnose
Sensor 3 hat Diagnose
Sensor 4 hat Diagnose
Sensor 5 hat Diagnose
Sensor 6 hat Diagnose
Sensor 7 hat Diagnose
Sensor 8 hat Diagnose
Allgemeine Diagnose aktiv
Reserviert = 0
Statussignal F (Fehler)
Statussignal C (Funktionskontrolle)
Statussignal M (Wartungsanforderung)
Statussignal S (Außerhalb Spezifikation)

Die Fehler-Kategorie FCMS kann für jede Diagnosemeldung individuell angepasst werden.
Für gerätebezogene Diagnosemeldungen:Pfad: Menü/Setup/Allgemeine Einstellungen/Erweiterte
Einstellungen/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten
Für sensorbezogene Diagnosemeldungen:Pfad: Menü/Setup/Eingänge/<Sensor>/Erweitertes Setup/Diagnoseeinstellungen/Diagnoseverhalten

30SD01189C/07/DE/03.14

7.3.

Diagnosemeldungen

Das Gerät bietet über Modbus Register detaillierte Informationen zur aktuellen Diagnosemeldung mit derhöchsten Priorität und zur zuletzt abgefallenen Diagnosemeldung. Diese Information kann für das Gerät
und für jeden Sensor gelesen werden.
Die Diagnosecodes und welche Abhilfemaßnahmen Sie in Abhängigkeit vom Fehlercode treffen können, ist
in der Betriebsanleitung des Produkts beschrieben.

7.3.1.

Gerätebezogene Diagnose

Aktuelle aktive Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität:
Parameter

Input
Register
504

DatentypInfo

UNSIGNED16

DEVICE_CURRENT_DIAG_PORT
DEVICE_CURRENT_DIAG_NE107_STATUS

505
506

UNSIGNED8UNSIGNED8DEVICE_CURRENT_DIAG_CODE
DEVICE_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP

507
508

UNSIGNED16
UNSIGNED32

DEVICE_NUMBER_ADDITIONAL_DIAG

510

UNSIGNED8

Steckplatz-Nummer 0..7 desModuls.
Anschluss 0..3 auf dem Modul.
Bit 0: Ausfall (F)Bit 1: Function Check (C)Bit 2: Maintenance (M)Bit 3: Out of specification (S)Bit 4-7: reserviert = 0
Diagnosecode (0..999)
Zeitstempel (Sekunden seit
1.1.1970)
Anzahl gleichzeitig anstehender
Diagnosemeldungen mit niedriger
Priorität. Eine vollständige Liste
aller Diagnosemeldungen kannüber die Vor-Ort-Anzeige oder den
Webserver gelesen werden.

DEVICE_CURRENT_DIAG_MODUL

Zuletzt abgefallene Diagnosemeldung:Parameter
DEVICE_LAST_DIAG_MODUL
DEVICE_LAST_DIAG_PORT
DEVICE_LAST_DIAG_NE107_STATUS
DEVICE_LAST_DIAG_CODE
DEVICE_LAST_DIAG_TIMESTAMP

Input
Register
512
513
514
515
516

DatentypInfo

UNSIGNED8UNSIGNED8UNSIGNED8UNSIGNED16
UNSIGNED32

s.o.

31

SD01189C/07/DE/03.14

7.3.2.

Sensor bezogene Diagnose

Für jeden der bis zu 8 Sensor kann unabhängig voneinander die aktuelle und zuletzt abgefallene
Diagnosemeldung über Modbus gelesen werden.
X = 1 (Sensor 1) … 8 (Sensor 8)
Aktuelle aktive Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität:
Parameter
SENSOR_X_CURRENT_DIAG_MODULSENSOR_X _CURRENT_DIAG_PORTSENSOR_X _CURRENT_DIAG_NE107_STATUSSENSOR_X _CURRENT_DIAG_CODESENSOR_X _CURRENT_DIAG_TIMESTAMPSENSOR_X _NUMBER_ADDITIONAL_DIAG

Input
Register
X*1000+ 92
X*1000+ 93
X*1000+ 94

DatentypInfo

UNSIGNED8

X*1000+ 95
X*1000+ 96
X*1000+ 98

UNSIGNED16

Steckplatz-Nummer 0..7 desModuls.
Anschluss 0..3 auf dem
Modul.
Statussignal nach NE107:
Bit 0: Ausfall (F)Bit 1: Function Check (C)Bit 2: Maintenance (M)Bit 3: Out of specification(S)
Bit 4-7: reserviert = 0
Diagnosecode (0..999)

Input
Register
X*1000+ 100
X*1000+ 101
X*1000+ 102
X*1000+ 103
X*1000+ 104

DatentypInfo

UNSIGNED8s.o.

UNSIGNED8UNSIGNED8UNSIGNED32
UNSIGNED8

Zeitstempel (Sekunden seit
1.1.1970)
Anzahl gleichzeitig
anstehender
Diagnosemeldungen mit
niedriger Priorität. Eine
vollständige Liste aller
Diagnosemeldungen kannüber die Vor-Ort-Anzeigeoder den Webserver gelesen
werden.

Zuletzt abgefallene Diagnosemeldung:Parameter
SENSOR_X _LAST_DIAG_MODULSENSOR_X _LAST_DIAG_PORTSENSOR_X _LAST_DIAG_NE107_STATUSSENSOR_X _LAST_DIAG_CODESENSOR_X _LAST_DIAG_TIMESTAMP

32

UNSIGNED8UNSIGNED8UNSIGNED16
UNSIGNED32

SD01189C/07/DE/03.14

7.4.

Kommunikationsspezifische Fehler

7.4.1.

Terminierung

Jedes Modbus Segment muss an seinen Enden mit einem Busabschluss-Widerstand abgeschlossen
werden.
Das Gerät verfügt über einen zuschaltbaren Abschlusswiderstand. Der Status dieses Abschlusswiderstands
wird über die T-LED am Kommunikationsmodul angezeigt und kann auch über das Geräte-Menü oder
Modbus gelesen werden.
Pfad: Menü/Experte/Diagnose/Systeminformationen/Modbus/

Parameter
RS485_TERMINATION_STATE

7.4.2.

Input
Register
941

DatentypInfo

UNSIGNED8

0 = RS485 Abschlusswiderstand ist AUS
1 = RS485 Abschlusswiderstand ist EIN

Fehlerzähler

Das Gerät überwacht die Kommunikation und stellt Fehlerzähler zur Verfügung. Die Fehlerzähler können
über Modbus gelesen werden. Die Fehlerzähler können auch direkt am Gerät angezeigt werden:
Pfad: Menü/Experte/Diagnose/Systeminformationen/Modbus/

Die Zähler können auch über Modbus gelesen werden (Kapitel 8.3.4).

33

SD01189C/07/DE/03.14

8. Anhang
8.1.

Datentypen

8.1.1.

Gleitpunktzahlen (IEE-754)

Byte 3
SEEEEEEES = Vorzeichen
E = Zehnerpotenz
M = Mantisse

8.1.2.

8.1.4.

Byte 0MMMMMMMM

Byte 1

Byte 0Niederwertiges Byte
(LSB)

Byte 0Niederwertiges Byte
(LSB)

Zeichenkette

Byte N
Höherwertiges Byte
(MSB)
Beispiel:
Register
40001
40002
40003
40004
40005

Byte 1
MMMMMMMM

Ganzzahl

Byte 1
Höherwertiges Byte
(MSB)

8.1.3.

Byte 2
EMMMMMMM

Byte N-1…
…

Hex
0x4C690x71750x696C0x696E0x6500Zeichen
L
q
i
i
e

i
u
l
n
0

Andere Datentypen

Andere Datentypen mit einer Datenlänge, die 2 überschreitet, werden wie Zeichenketten behandelt.

34

SD01189C/07/DE/03.14

8.2.
Dez
0
1
2
7
11
12
14
15
18
20
25
27
30
32
33
35
39
43
47
53
59
61
62
66
68
72
82
89
90
91
92
95
100
105
110
112
114
117
127
128
144
148

Einheiten
Hex
00
01
02
07
0B
0C
0E
0F
12
14
19
1B
1E
20
21
23
27
2B
2F
35
3B
3D
3E
42
44
48
52
59
5A
5B
5C
5F
64
69
6E
70
72
75
7F
80
90
94

EinheitKeine Einheit
1/K
nAs
%
1/m
g/kg
%Vol
%/K
%/V
mS
mA
nA/(mg/l)
pA/hPa
°
FNU
Hz
kB
m
mg/l
pH
hPa
Pa/A
PSU
MΩ
rH
mS/cm
Ω*m
°C
K
∆°C
∆K
s
month
l/h
mV
mV/%
mV/pH
l
°F
∆°F
Mol/l
m/s

Abweichende Einheiten in der Vor-Ort-Anzeige des Geräts werden automatisch auf die entsprechende
Modbus-Einheit umgerechnet und der umgerechnete Prozesswert übertragen.

35

SD01189C/07/DE/03.14

9. Modbus Tabellen
9.1.

Allgemein

9.1.1.

Prozesswerte

Block:

Process

Typ:

Holding/Input

Funktions Codes

03, 16, 23, 04

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

0

MODBUS_AI_1_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

2

MODBUS_AI_1_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

3

MODBUS_AI_1_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

4

MODBUS_AI_2_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

6

MODBUS_AI_2_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

7

MODBUS_AI_2_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

8

MODBUS_AI_3_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

10

MODBUS_AI_3_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

11

MODBUS_AI_3_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

12

MODBUS_AI_4_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

14

MODBUS_AI_4_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

15

MODBUS_AI_4_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

16

MODBUS_AI_5_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

18

MODBUS_AI_5_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

19

MODBUS_AI_5_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

20

MODBUS_AI_6_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

22

MODBUS_AI_6_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

23

MODBUS_AI_6_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

24

MODBUS_AI_7_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

36

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

26

MODBUS_AI_7_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

27

MODBUS_AI_7_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

28

MODBUS_AI_8_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

30

MODBUS_AI_8_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

31

MODBUS_AI_8_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

32

MODBUS_AI_9_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

34

MODBUS_AI_9_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

35

MODBUS_AI_9_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

36

MODBUS_AI_10_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

38

MODBUS_AI_10_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

39

MODBUS_AI_10_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

40

MODBUS_AI_11_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

42

MODBUS_AI_11_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

43

MODBUS_AI_11_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

44

MODBUS_AI_12_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

46

MODBUS_AI_12_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

47

MODBUS_AI_12_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

48

MODBUS_AI_13_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

50

MODBUS_AI_13_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

51

MODBUS_AI_13_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

52

MODBUS_AI_14_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

54

MODBUS_AI_14_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

55

MODBUS_AI_14_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

56

MODBUS_AI_15_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

58

MODBUS_AI_15_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

37

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

59

MODBUS_AI_15_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

60

MODBUS_AI_16_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

62

MODBUS_AI_16_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

63

MODBUS_AI_16_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Analoger Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Einheit.

64

CURRENTOUT_01_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

66

CURRENTOUT_01_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

67

CURRENTOUT_01_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

68

CURRENTOUT_02_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

70

CURRENTOUT_02_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

71

CURRENTOUT_02_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

72

CURRENTOUT_03_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

74

CURRENTOUT_03_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

75

CURRENTOUT_03_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

76

CURRENTOUT_04_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

78

CURRENTOUT_04_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

79

CURRENTOUT_04_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

80

CURRENTOUT_05_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

82

CURRENTOUT_05_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

83

CURRENTOUT_05_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

84

CURRENTOUT_06_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

86

CURRENTOUT_06_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

87

CURRENTOUT_06_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

88

CURRENTOUT_07_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

90

CURRENTOUT_07_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

91

CURRENTOUT_07_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

92

CURRENTOUT_08_PV_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Stromausgang: Prozesswert

94

CURRENTOUT_08_PV_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Status des Prozesswerts.

95

CURRENTOUT_08_PV_UNIT

UNSIGNED8

1

R

Keine

Stromausgang: Einheit des Prozesswerts.

96

CURRENTOUT_01_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

98

CURRENTOUT_02_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

100

CURRENTOUT_03_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

102

CURRENTOUT_04_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

104

CURRENTOUT_05_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

106

CURRENTOUT_06_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

108

CURRENTOUT_07_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

110

CURRENTOUT_08_MA_VALUE

FLOAT

4

R

AmpereStromausgang: Strom.

112

MODBUS_DI_1_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

113

MODBUS_DI_1_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

114

MODBUS_DI_2_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

38

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

115

MODBUS_DI_2_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

116

MODBUS_DI_3_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

117

MODBUS_DI_3_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

118

MODBUS_DI_4_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

119

MODBUS_DI_4_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

120

MODBUS_DI_5_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

121

MODBUS_DI_5_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

122

MODBUS_DI_6_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

123

MODBUS_DI_6_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

124

MODBUS_DI_7_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

125

MODBUS_DI_7_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

126

MODBUS_DI_8_VALUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Wert.

127

MODBUS_DI_8_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Diskreter Prozesswert, der vom Gerät zur
Steuerung übertragen wird: Status.

250

MODBUS_DO_01_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

251

MODBUS_DO_01_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

252

MODBUS_DO_02_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

253

MODBUS_DO_02_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

254

MODBUS_DO_03_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

255

MODBUS_DO_03_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

256

MODBUS_DO_04_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

257

MODBUS_DO_04_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

258

MODBUS_DO_05_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

259

MODBUS_DO_05_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

260

MODBUS_DO_06_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.

39

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

261

MODBUS_DO_06_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

262

MODBUS_DO_07_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

263

MODBUS_DO_07_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

264

MODBUS_DO_08_VALUEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

265

MODBUS_DO_08_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

266

MODBUS_AO_01_VALUE

FLOAT

4

R/W

Keine

268

MODBUS_AO_01_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

269

MODBUS_AO_01_UNIT

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

270

MODBUS_AO_02_VALUE

FLOAT

4

R/W

Keine

272

MODBUS_AO_02_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

273

MODBUS_AO_02_UNIT

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

274

MODBUS_AO_03_VALUE

FLOAT

4

R/W

Keine

276

MODBUS_AO_03_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

277

MODBUS_AO_03_UNIT

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

278

MODBUS_AO_04_VALUE

FLOAT

4

R/W

Keine

280

MODBUS_AO_04_STATUSUNSIGNED8

1

R/W

Keine

281

MODBUS_AO_04_UNIT

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Diskreter Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Einheit.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Einheit.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Einheit.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Wert.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Status.
Analoger Prozesswert, der von der
Steuerung zum Gerät übertragen wird:
Einheit.

40

SD01189C/07/DE/03.14

Identifikation

9.1.2.
Block:

Identification

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9000

BUS_ADDRESSUNSIGNED8

1

R

Keine

Modbus Verbindungseinstellung : BusAdresse des Gerätes
Werkseinstellung: 247

9001

DEVICE_TAG

OCTETSTRING32

32

R

Keine

9017

DEVICE_ID

UNSIGNED8

1

R

Keine

Messstellenbezeichner (TAG)
Werkseinstellung:
E_TextID_DeviceTAGDefault
Identifikation
Auswahl:
0: Liquiline CM442
1: Liquiline CM448
2: Liquiport CSP44
3: Liquistation CSF48
4: Liquistation CSF22
5: Liquistation CSF33
6: Liquiline System CA80
7: Liquistation CSF34
8: Liquistation CSF39
Werkseinstellung: 041

SD01189C/07/DE/03.14

9.1.3.

Diagnose

Block:

Diagnostics

Typ:

Input

Funktions Codes 4
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

500

MB_FC08_DIAGNOSE

UNSIGNED16

2

R

Keine

keine Beschreibung
Werkseinstellung: 0

501

DEVICE_HIGHEST_PRIOR_DIAG_CODEUNSIGNED16

2

R

Keine

Diagnosecode
Werkseinstellung: 0502

DEVICE_HIGHEST_PRIOR_DIAG_CHANNE
LUNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore Diagnose:
Kanalnummer
0 = Gerät
1 = Sensor 1...
8 = Sensor 8
Werkseinstellung: 0503

DEVICE_HIGHEST_PRIOR_DIAG_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

Statussignal nach NAMUR NE107.
Werkseinstellung: 0504

DEVICE_CURRENT_DIAG_MODULUNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore gerätebezogene
Diagnose: Name des betroffenen
Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0505

DEVICE_CURRENT_DIAG_PORTUNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore gerätebezogene
Diagnose: Nummer des Anschluss.
Werkseinstellung: 0506

DEVICE_CURRENT_DIAG_NE107_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

507

DEVICE_CURRENT_DIAG_CODEUNSIGNED16

2

R

Keine

Höchstpriore gerätebezogene
Diagnose: Statussignal nach
NAMUR NE107.
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore gerätebezogene
Diagnose: Diagnosenummer.
Werkseinstellung: 0508

DEVICE_CURRENT_DIAG_TIMESTAMPUNSIGNED32

4

R

Keine

510

DEVICE_NUMBER_ADDITIONAL_DIAGUNSIGNED8

1

R

Keine

42

Höchstpriore gerätebezogene
Diagnose: Zeitstempel desAuftretens dieser
Diagnosemeldung.
Werkseinstellung: 0
Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

511

DEVICE_LAST_DIAG_SOURCETYPEUNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Komponente.
Auswahl:
0: Allgemein
1: Temperatureingang
2: Binäreingang
3: Binärausgang
4: Stromeingang
5: Stromausgang
6: Relais
7: Memosens Sensor
8: Regler
9: Reinigung
10: Grenzwertgeber
11: Mathematikfunktionen
12: Binäreingangs-Modul
13: Binärausgangs-Modul
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

512

DEVICE_LAST_DIAG_MODULUNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose: Namedes betroffenen Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0513

DEVICE_LAST_DIAG_PORTUNSIGNED8

1

R

Keine

514

DEVICE_LAST_DIAG_NE107_STATUSUNSIGNED8

1

R

Keine

515

DEVICE_LAST_DIAG_CODEUNSIGNED16

2

R

Keine

516

DEVICE_LAST_DIAG_TIMESTAMPUNSIGNED32

4

R

Keine

518

MODBUS_VALID_FRAMESUNSIGNED32

4

R

Keine

520

MODBUS_INVALID_FRAMESUNSIGNED32

4

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Nummer des Anschluss.
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Statussignal nach NAMUR NE107.
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Diagnosenummer.
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Zeitstempel des Auftretens dieser
Diagnosemeldung.
Werkseinstellung: 0
Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl gültiger Packete.
Werkseinstellung: 0
Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl ungültiger Packete.
Werkseinstellung: 0

43

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

522

MODBUS_FRAMING_ERRORSUNSIGNED32

4

R

Keine

Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl Framingfehler.
Werkseinstellung: 0524

MODBUS_CRC_ERRORSUNSIGNED32

4

R

Keine

526

MODBUS_PARITY_ERRORSUNSIGNED32

4

R

Keine

Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl CRC Fehler.
Werkseinstellung: 0
Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl Paritätsfehler.
Werkseinstellung: 0

528

MODBUS_01_EXCEPTIONSUNSIGNED32

4

R

Keine

530

MODBUS_02_EXCEPTIONSUNSIGNED32

4

R

Keine

532

MODBUS_03_EXCEPTIONSUNSIGNED32

4

R

Keine

534

MODBUS_04_EXCEPTIONSUNSIGNED32

4

R

Keine

536

ETHERNET_RECEIVED_FRAMESUNSIGNED32

4

R

Keine

538

ETHERNET_SEND_FRAMESUNSIGNED32

4

R

Keine

540

ETHERNET_VALID_FRAMESUNSIGNED32

4

R

Keine

542

ETHERNET_INVALID_FRAMESUNSIGNED32

4

R

Keine

544

ETHERNET_CRC_ERRORSUNSIGNED32

4

R

Keine

546

DEVICE_SW_VERSIONOCTETSTRING
16

16

R

Keine

554

DEVICE_BOOTLOADER_VERSIONOCTETSTRING
16

16

R

Keine

Softwareversion des Bootloaders.
Werkseinstellung: 0562

DEVICE_SERIALOCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Geräts.
Werkseinstellung: 0578

DISPLAY_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

594

BACKPLANE_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

610

POWER_SUPPLY_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

626

BASE_MODUL_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer derAnzeigeeinheit.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer desBaugruppenträgers.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des in das
Basismodul integrierten
Spannungsversorgungsmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des Basis Moduls.
Werkseinstellung: 0642

EXTENSION_MODUL_1_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

44

Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl Modbus Ausnahmefehler"01".
Werkseinstellung: 0
Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl Modbus Ausnahmefehler"02".
Werkseinstellung: 0
Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl Modbus Ausnahmefehler"03".
Werkseinstellung: 0
Modbus Kommunikationsstatistik: Anzahl Modbus Ausnahmefehler"04"
Werkseinstellung: 0
Ethernet Kommunikationsstatistik: Anzahl empfangener Packete.
Werkseinstellung: 0
Ethernet Kommunikationsstatistik: Anzahl gesendeter Packete.
Werkseinstellung: 0
Ethernet Kommunikationsstatistik: Anzahl gültiger Packete.
Werkseinstellung: 0
Ethernet Kommunikationsstatistik: Anzahl ungültiger Packete.
Werkseinstellung: 0
Ethernet Kommunikationsstatistik: Anzahl CRC Fehler.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion des Geräts.
Werkseinstellung: 0

Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

658

EXTENSION_MODUL_2_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

674

EXTENSION_MODUL_3_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

690

EXTENSION_MODUL_4_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

706

EXTENSION_MODUL_5_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

722

EXTENSION_MODUL_6_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

738

EXTENSION_MODUL_7_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

754

EXTENSION_MODUL_8_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

770

SENSOR_1_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des ErweiterungsSteckmoduls.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0786

SENSOR_2_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0

802

SENSOR_3_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0818

SENSOR_4_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0834

SENSOR_5_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0

850

SENSOR_6_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0866

SENSOR_7_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0882

SENSOR_8_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

Seriennummer des Sensors
Werkseinstellung: 0

898

FMSY1_MODUL_SER_NUM

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

941

RS485_TERMINATION_STATEUNSIGNED8

1

R

Keine

Seriennummer des FXAB1Moduls.
Werkseinstellung: 0
Status der Bus-Terminierung(Modbus)Auswahl:
0: Aus
1: EinWerkseinstellung: 0942

ETHERNET_MAC

OCTETSTRING
6

6

R

Keine

MAC Adresse des Gerätes.
Werkseinstellung: 045

SD01189C/07/DE/03.14

9.1.4.

Konfiguration

Block:

Configuration

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

500

TEMPERATURE_UNIT

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Temperatureinheit.
Werkseinstellung: 0

501

RS485_BAUDRATEUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Modbus Verbindungseinstellung :Baudrate
Auswahl:
0: 1200
1: 2400
2: 4800
3: 9600
4: 19200
5: 38400
6: 57600
7: 115200
Werkseinstellung: 4502

RS485_ADDRESS_MODE

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Modbus Verbindungseinstellung :Adressierungsmethode (1 =Hardwareadressierung, 0 =Softwareadressierung)
Werkseinstellung: false

503

RS485_PARITYUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Modbus Verbindungseinstellung :Parität
Auswahl:
0: Gerade (1 Stopbit)
1: Ungerade (1 Stopbit)
2: Keine (2 Stopbits)
Werkseinstellung: 0504

RS485_ENABLE

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Aktivierung derModbusschnittstelle:
Auswahl:
0: Aus
1: EinWerkseinstellung: 1

505

MODBUS_MODE

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Modbus Verbindungseinstellung :Betriebsart
Auswahl:
0: RTU
1: ASCII
Werkseinstellung: 0

506

46

MODBUS_WATCHDOG

FLOAT

4

R/W

Seconds

Timeout für die ModbusKommunikationsüberwachung(0=deaktivert)
Werkseinstellung: 5.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

508

MODBUS_COMMANDUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Kommando zur Steuerung derModbusKommunikationsstatistik
Auswahl:
0: Keine Aktion
1: Fehlerzähler aktualisieren
2: Fehlerzähler rücksetzen
Werkseinstellung: 0509

ETHERNET_ENABLE

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Aktivierung der
Ethernetschnittstelle:
Auswahl:
0: Aus
1: EinWerkseinstellung: 1

510

ETHERNET_IP_ADDRESSUNSIGNED32

4

R/W

Keine

Ethernet Verbindungseinstellung: IP-Adresse des Gerätes
Werkseinstellung: 0

512

ETHERNET_NETMASKUNSIGNED32

4

R/W

Keine

514

ETHERNET_GATEWAYUNSIGNED32

4

R/W

Keine

Ethernet Verbindungseinstellung: Netzmaske
Werkseinstellung: 4294967040
Ethernet Verbindungseinstellung: IP-Adresse des Gateways
Werkseinstellung: 0516

ETHERNET_AUTONEGOTIATIONUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Ethernet Verbindungseinstellung: Übertragungsart
Auswahl:
0: Automatische Aushandlung
1: 10MBps Halbduplex
2: 10MBps Vollduplex
3: 100MBps Halbduplex
4: 100MBps Vollduplex
Werkseinstellung: 0517

ETHERNET_COMMANDUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Kommando zur Steuerung der
EthernetKommunikationsstatistik
Auswahl:
0: Keine Aktion
1: Fehlerzähler aktualisieren
2: Fehlerzähler rücksetzen
Werkseinstellung: 0518

DHCP_ENABLE

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Beziehen der Geräte-IP-Adresseüber DHCP:
Auswahl:
0: Aus
1: EinWerkseinstellung: 1

47

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

519

WEBSERVER_ENABLE

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Aktivierung des Webservers.
Auswahl:
0: Aus
1: EinWerkseinstellung: 1520

DEVICE_RESETUNSIGNED16

2

R/W

Keine

Zurücksetzen des Geräts
Werkseinstellung: 0600

DEVICE_TAG

OCTETSTRING32

32

R/W

Keine

700

REGULATOR0_SETPOINT

FLOAT

4

R/W

Keine

Messstellenbezeichner (TAG)
Werkseinstellung:
E_TextID_DeviceTAGDefault
Geben Sie den Sollwert für die
Regelgröße an für PID-Regler 0.
Werkseinstellung: 0.0

702

REGULATOR0_P_PART

FLOAT

4

R/W

Keine

704

REGULATOR0_I_PART

FLOAT

4

R/W

Seconds

706

REGULATOR0_D_PART

FLOAT

4

R/W

Seconds

Vorhaltzeit Tv für PID-Regler 0.
Werkseinstellung: 0.0

708

REGULATOR1_SETPOINT

FLOAT

4

R/W

Keine

Geben Sie den Sollwert für die
Regelgröße an für PID-Regler 1.
Werkseinstellung: 0.0710

REGULATOR1_P_PART

FLOAT

4

R/W

Keine

Nachstellzeit Tn für PID-Regler1.
Werkseinstellung: 10.0

712

REGULATOR1_I_PART

FLOAT

4

R/W

Seconds

Nachstellzeit Tn für PID-Regler1.
Werkseinstellung: 0.0714

REGULATOR1_D_PART

FLOAT

4

R/W

Seconds

Vorhaltzeit Tv für PID-Regler 1.
Werkseinstellung: 0.048

Proportionalbereich Xp für PIDRegler 0.
Werkseinstellung: 10.0
Nachstellzeit Tn für PID-Regler 0.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14

9.2.

Sensor 0

9.2.1.

Info

Block:

Sensor 0

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1000

SENSOR_ENABLE_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 01001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp müssen
identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 049

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH
0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp. Derangeschlossene Sensortyp mussdem aktiven Sensortyp entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 01003

SENSOR_TAG_CH0

OCTETSTRING32

32

R

Keine

1019

SENSOR_SERIAL_CH0

OCTETSTRING16

16

R

Keine

1027

SENSOR_HW_VERSION_CH0

OCTETSTRING16

16

R

Keine

1035

SENSOR_SW_VERSION_CH0

OCTETSTRING16

16

R

Keine

1043

SENSOR_MANUFACTURER_CH0

OCTETSTRING32

32

R

Keine

1059

SENSOR_ORDERCODE_CH0

OCTETSTRING32

32

R

Keine

1075

SENSOR_MANUFACTURING_DAT
E_CH0
SENSOR_INITIAL_OPERATION_D
ATE_CH0
SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MI
N_CH0

DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

1085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_
CH0

FLOAT

4

R

Celsius

Minimale gemessene Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

1087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_M
AX_CH0

FLOAT

4

R

Keine

Maximaler gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

1089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX
_CH0

FLOAT

4

R

Celsius

Maximale gemessene Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

1079
1083

50

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben Sie
Internetzugriff auf Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/deviceviewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum des Sensors.
Datum der ersten Inbetriebnahme
des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETYPE_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung

1092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODU
L_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name des betroffenen
Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 01093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_CH0UNSIGNED8

1

R

Keine

1094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_STATUS_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

1095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_CH0UNSIGNED16

2

R

Keine

1096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP_CH0

UNSIGNED32

4

R

Keine

1098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_DIAG_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü) am
Gerät oder über Webserver angzeigt
werden.
Werkseinstellung: 051

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETY
PE_CH0UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung

1100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_C
H0

UNSIGNED8

1

R

Keine

Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.01101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

1102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_ST
ATUS_CH0

UNSIGNED8

1

R

Keine

1103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH0

UNSIGNED16

2

R

Keine

1104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAM
P_CH0

UNSIGNED32

4

R

Keine

1106

OP_TIME_TOTAL_CH0

FLOAT

4

R

Seconds

1108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_
CH0

FLOAT

4

R

Seconds

1110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_
CH0

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.01112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH0

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunde der Lampe (nicht
alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.052

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH0

UNSIGNED16

2

R

Keine

Anzahl der Sterilisations Zyklen.
Werkseinstellung: 01115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH0

UNSIGNED16

2

R

Keine

1116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_C
H0

UNSIGNED16

2

R

Keine

Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 01117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_C
H0

FLOAT

4

R

Seconds

1119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH0UNSIGNED8

1

R

Keine

1120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGE
D_CH0

FLOAT

4

R

Seconds

Kalibriertimer Sensorkappe (nicht
alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

Setup

9.2.2.
Block:

Sensor 0 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH0

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschal-tung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 0

1001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH0UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschal-tung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 0

53

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASE
T_CH0

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschal-tung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 054

SD01189C/07/DE/03.14

9.3.

Sensor 1
Info

9.3.1.
Block:

Sensor 1

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2000

SENSOR_ENABLE_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 0

2001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp
müssen identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 055

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH
1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp.
Der angeschlossene Sensortyp
muss dem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 0

2003

SENSOR_TAG_CH1

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

2019

SENSOR_SERIAL_CH1

OCTETSTRING
16

16

R

Keine

2027

SENSOR_HW_VERSION_CH1

OCTETSTRING
16

16

R

Keine

2035

SENSOR_SW_VERSION_CH1

OCTETSTRING
16

16

R

Keine

2043

SENSOR_MANUFACTURER_CH1

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

2059

SENSOR_ORDERCODE_CH1

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

2075

SENSOR_MANUFACTURING_DAT
E_CH1
SENSOR_INITIAL_OPERATION_D
ATE_CH1SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MI
N_CH1

DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

2085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_
CH1

FLOAT

4

R

Celsius

2087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_M
AX_CH1

FLOAT

4

R

Keine

2089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX
_CH1

FLOAT

4

R

Celsius

2079
2083

56

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben
Sie Internetzugriff auf
Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/device-viewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum desSensors.
Datum der ersten
Inbetriebnahme des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Minimale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Maximaler gemessener
Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Maximale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETYPE_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 02092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODU
L_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name desbetroffenen Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 02093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_CH1UNSIGNED8

1

R

Keine

2094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_STATUS_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

2095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_CH1UNSIGNED16

2

R

Keine

2096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP_CH1

UNSIGNED32

4

R

Keine

2098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_DIAG_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 0

57

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETY
PE_CH1UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

2100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_C
H1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 02101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

2102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_ST
ATUS_CH1

UNSIGNED8

1

R

Keine

2103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH1

UNSIGNED16

2

R

Keine

2104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAM
P_CH1

UNSIGNED32

4

R

Keine

2106

OP_TIME_TOTAL_CH1

FLOAT

4

R

Seconds

2108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_
CH1

FLOAT

4

R

Seconds

2110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_
CH1

FLOAT

4

R

Seconds

58

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen
Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH1

FLOAT

4

R

Seconds

2114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH1

UNSIGNED16

2

R

Keine

2115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH1

UNSIGNED16

2

R

Keine

2116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_C
H1

UNSIGNED16

2

R

Keine

2117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_C
H1

FLOAT

4

R

Seconds

2119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH1UNSIGNED8

1

R

Keine

2120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGE
D_CH1

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunde der Lampe(nicht alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe(nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

9.3.2.

Setup

Block:

Sensor 1 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH1

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 059

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

2001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH1

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 0

2002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASET_CH1

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 060

SD01189C/07/DE/03.14

9.4.

Sensor 2

9.4.1.

Info

Block:

Sensor 2

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3000

SENSOR_ENABLE_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 03001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp
müssen identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 061

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp.
Der angeschlossene Sensortyp
muss dem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 03003

SENSOR_TAG_CH2

OCTETSTRIN
G32

32

R

Keine

3019

SENSOR_SERIAL_CH2

OCTETSTRIN
G16

16

R

Keine

3027

SENSOR_HW_VERSION_CH2

OCTETSTRIN
G16

16

R

Keine

3035

SENSOR_SW_VERSION_CH2

OCTETSTRIN
G16

16

R

Keine

3043

SENSOR_MANUFACTURER_CH2

OCTETSTRIN
G32

32

R

Keine

3059

SENSOR_ORDERCODE_CH2

OCTETSTRIN
G32

32

R

Keine

3075

SENSOR_MANUFACTURING_DATE_C
H2
SENSOR_INITIAL_OPERATION_DATE_CH2SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MIN_C
H2

DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

3085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_CH2

FLOAT

4

R

Celsius

3087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MAX_
CH2

FLOAT

4

R

Keine

3089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX_CH
2

FLOAT

4

R

Celsius

3079
3083

62

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben
Sie Internetzugriff auf
Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/device-viewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum desSensors.
Datum der ersten
Inbetriebnahme des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Minimale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Maximaler gemessener
Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Maximale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETY
PE_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 03092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODUL_C
H2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name desbetroffenen Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 03093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

3094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_ST
ATUS_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

3095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_CH2

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

3096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTA
MP_CH2

UNSIGNED3
2

4

R

Keine

3098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_DIA
G_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 063

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETYPE_
CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

3100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0

3101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH2

UNSIGNED8

1

R

Keine

3102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_STATUS_CH2UNSIGNED8

1

R

Keine

3103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH2

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

3104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAMP_C
H2UNSIGNED3
2

4

R

Keine

3106

OP_TIME_TOTAL_CH2

FLOAT

4

R

Seconds

3108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_CH2

FLOAT

4

R

Seconds

3110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_CH2

FLOAT

4

R

Seconds64

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen
Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH2

FLOAT

4

R

Seconds

3114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH2

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

3115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH2

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

3116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_CH2

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

3117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_CH2

FLOAT

4

R

Seconds

3119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH
2

UNSIGNED8

1

R

Keine

3120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGED_C
H2

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunde der Lampe(nicht alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe(nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

9.4.2.

Setup

Block:

Sensor 2 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH2

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 0

3001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH2

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 065

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

3002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASET_CH2

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 066

SD01189C/07/DE/03.14

9.5.

Sensor 3
Info

9.5.1.
Block:

Sensor 3

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4000

SENSOR_ENABLE_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 04001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp
müssen identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 067

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH
3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp.
Der angeschlossene Sensortyp
muss dem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 04003

SENSOR_TAG_CH3

OCTETSTRING32

32

R

Keine

4019

SENSOR_SERIAL_CH3

OCTETSTRING16

16

R

Keine

4027

SENSOR_HW_VERSION_CH3

OCTETSTRING16

16

R

Keine

4035

SENSOR_SW_VERSION_CH3

OCTETSTRING16

16

R

Keine

4043

SENSOR_MANUFACTURER_CH3

OCTETSTRING32

32

R

Keine

4059

SENSOR_ORDERCODE_CH3

OCTETSTRING32

32

R

Keine

4075

SENSOR_MANUFACTURING_DAT
E_CH3
SENSOR_INITIAL_OPERATION_D
ATE_CH3
SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MI
N_CH3

DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

4085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_
CH3

FLOAT

4

R

Celsius

4087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_M
AX_CH3

FLOAT

4

R

Keine

4089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX
_CH3

FLOAT

4

R

Celsius

4079
4083

68

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben
Sie Internetzugriff auf
Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/device-viewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum desSensors.
Datum der ersten
Inbetriebnahme des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Minimale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Maximaler gemessener
Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Maximale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETYPE_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 04092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODU
L_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name desbetroffenen Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 04093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_CH3UNSIGNED8

1

R

Keine

4094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_STATUS_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

4095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_CH3UNSIGNED16

2

R

Keine

4096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP_CH3

UNSIGNED32

4

R

Keine

4098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_DIAG_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 069

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETY
PE_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

4100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_C
H3

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0

4101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

4102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_ST
ATUS_CH3

UNSIGNED8

1

R

Keine

4103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH3

UNSIGNED16

2

R

Keine

4104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAM
P_CH3

UNSIGNED32

4

R

Keine

4106

OP_TIME_TOTAL_CH3

FLOAT

4

R

Seconds

4108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_
CH3

FLOAT

4

R

Seconds

70

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen
Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_
CH3

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.04112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH3

FLOAT

4

R

Seconds

4114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH3

UNSIGNED16

2

R

Keine

4115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH3

UNSIGNED16

2

R

Keine

4116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_C
H3

UNSIGNED16

2

R

Keine

4117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_C
H3

FLOAT

4

R

Seconds

4119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH3UNSIGNED8

1

R

Keine

4120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGE
D_CH3

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunde der Lampe(nicht alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe(nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

Setup

9.5.2.
Block:

Sensor 3 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH3

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 071

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

4001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH3UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 04002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASE
T_CH3

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 072

SD01189C/07/DE/03.14

9.6.

Sensor 4
Info

9.6.1.
Block:

Sensor 4

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5000

SENSOR_ENABLE_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 05001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp müssen
identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 073

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_C
H4UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp. Derangeschlossene Sensortyp mussdem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 05003

SENSOR_TAG_CH4

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

5019

SENSOR_SERIAL_CH4

OCTETSTRING
16

16

R

Keine

5027

SENSOR_HW_VERSION_CH4

OCTETSTRING
16

16

R

Keine

5035

SENSOR_SW_VERSION_CH4

OCTETSTRING
16

16

R

Keine

5043

SENSOR_MANUFACTURER_CH
4

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

5059

SENSOR_ORDERCODE_CH4

OCTETSTRING
32

32

R

Keine

5075

SENSOR_MANUFACTURING_D
ATE_CH4SENSOR_INITIAL_OPERATION_DATE_CH4
SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MIN_CH4DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

5085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MI
N_CH4

FLOAT

4

R

Celsius

Minimale gemessene Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

5087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_
MAX_CH4

FLOAT

4

R

Keine

Maximaler gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

5089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MA
X_CH4

FLOAT

4

R

Celsius

Maximale gemessene Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0

5079
5083

74

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben Sie
Internetzugriff auf Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/deviceviewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum des Sensors.
Datum der ersten Inbetriebnahme
des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOU
RCETYPE_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 05092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MO
DUL_CH4UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name des betroffenen
Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 05093

SENSOR_CURRENT_DIAG_POR
T_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

5094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE1
07_STATUS_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

5095

SENSOR_CURRENT_DIAG_COD
E_CH4

UNSIGNED16

2

R

Keine

5096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIM
ESTAMP_CH4

UNSIGNED32

4

R

Keine

5098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONA
L_DIAG_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü) am
Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 075

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETYPE_CH4UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 05100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_CH4UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0

5101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_C
H4

UNSIGNED8

1

R

Keine

5102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_S
TATUS_CH4

UNSIGNED8

1

R

Keine

5103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_C
H4UNSIGNED16

2

R

Keine

5104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTA
MP_CH4

UNSIGNED32

4

R

Keine

5106

OP_TIME_TOTAL_CH4

FLOAT

4

R

Seconds

5108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP
_CH4

FLOAT

4

R

Seconds

76

Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene gerätebezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEM
P_CH4

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.05112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH4

FLOAT

4

R

Seconds

5114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH
4

UNSIGNED16

2

R

Keine

Betriebsstunde der Lampe (nicht
alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations Zyklen.
Werkseinstellung: 05115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH4

UNSIGNED16

2

R

Keine

5116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_CH4UNSIGNED16

2

R

Keine

5117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_
CH4

FLOAT

4

R

Seconds

5119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH4UNSIGNED8

1

R

Keine

5120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANG
ED_CH4

FLOAT

4

R

Seconds

9.6.2.

Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe (nicht
alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

Setup

Block:

Sensor 4 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH4

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 077

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

5001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH4

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 05002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASET_CH4

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 078

SD01189C/07/DE/03.14

9.7.

Sensor 5

9.7.1.

Info

Block:

Sensor 5

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6000

SENSOR_ENABLE_CH5

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 06001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH5

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp
müssen identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 079

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH5

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp. Derangeschlossene Sensortyp mussdem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 06003

SENSOR_TAG_CH5

OCTETSTRIN
G32

32

R

Keine

6019

SENSOR_SERIAL_CH5

OCTETSTRIN
G16

16

R

Keine

6027

SENSOR_HW_VERSION_CH5

OCTETSTRIN
G16

16

R

Keine

6035

SENSOR_SW_VERSION_CH5

OCTETSTRIN
G16

16

R

Keine

6043

SENSOR_MANUFACTURER_CH5

OCTETSTRIN
G32

32

R

Keine

6059

SENSOR_ORDERCODE_CH5

OCTETSTRIN
G32

32

R

Keine

6075

SENSOR_MANUFACTURING_DATE_CH5
SENSOR_INITIAL_OPERATION_DA
TE_CH5SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MIN_CH5DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

6085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_C
H5

FLOAT

4

R

Celsius

6087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MAX
_CH5

FLOAT

4

R

Keine

6079
6083

80

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben Sie
Internetzugriff auf Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/devic
e-viewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum des Sensors.
Datum der ersten
Inbetriebnahme des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Minimale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Maximaler gemessener
Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX_C
H5

FLOAT

4

R

Celsius

6091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETYPE_CH5UNSIGNED8

1

R

Keine

Maximale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 06092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODUL_CH5UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name des betroffenen
Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 06093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_C
H5

UNSIGNED8

1

R

Keine

6094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_
STATUS_CH5

UNSIGNED8

1

R

Keine

6095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_C
H5

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

6096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP_CH5UNSIGNED3
2

4

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 081

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_D
IAG_CH5UNSIGNED8

1

R

Keine

6099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETYPE_CH5UNSIGNED8

1

R

Keine

Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

6100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_CH5

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0

6101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH5

UNSIGNED8

1

R

Keine

6102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_STAT
US_CH5UNSIGNED8

1

R

Keine

6103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH5

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

6104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAMP_CH5UNSIGNED3
2

4

R

Keine

82

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6106

OP_TIME_TOTAL_CH5

FLOAT

4

R

Seconds

6108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_CH
5

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.06110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_C
H5

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.06112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH5

FLOAT

4

R

Seconds

6114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH5

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

Betriebsstunde der Lampe (nicht
alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations Zyklen.
Werkseinstellung: 06115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH5

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

6116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_CH
5

UNSIGNED1
6

2

R

Keine

6117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_CH5

FLOAT

4

R

Seconds

6119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_C
H5

UNSIGNED8

1

R

Keine

6120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGED_
CH5

FLOAT

4

R

Seconds

9.7.2.

Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe (nicht
alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

Setup

Block:

Sensor 5 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH5

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 083

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

6001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH5

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 0

6002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASET_CH5

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 084

SD01189C/07/DE/03.14

9.8.

Sensor 6

9.8.1.

Info

Block:

Sensor 6

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7000

SENSOR_ENABLE_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 07001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp
müssen identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 085

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH
6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp. Derangeschlossene Sensortyp mussdem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 07003

SENSOR_TAG_CH6

OCTETSTRING32

32

R

Keine

7019

SENSOR_SERIAL_CH6

OCTETSTRING16

16

R

Keine

7027

SENSOR_HW_VERSION_CH6

OCTETSTRING16

16

R

Keine

7035

SENSOR_SW_VERSION_CH6

OCTETSTRING16

16

R

Keine

7043

SENSOR_MANUFACTURER_CH6

OCTETSTRING32

32

R

Keine

7059

SENSOR_ORDERCODE_CH6

OCTETSTRING32

32

R

Keine

7075

SENSOR_MANUFACTURING_DAT
E_CH6
SENSOR_INITIAL_OPERATION_D
ATE_CH6SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MI
N_CH6

DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

7085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_
CH6

FLOAT

4

R

Celsius

7087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_M
AX_CH6

FLOAT

4

R

Keine

7079
7083

86

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben Sie
Internetzugriff auf Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/devic
e-viewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum des Sensors.
Datum der ersten
Inbetriebnahme des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Minimale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Maximaler gemessener
Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX
_CH6

FLOAT

4

R

Celsius

7091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETYPE_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Maximale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 07092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODU
L_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name des betroffenen
Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 07093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_CH6UNSIGNED8

1

R

Keine

7094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_STATUS_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

7095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_CH6UNSIGNED16

2

R

Keine

7096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP_CH6UNSIGNED32

4

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 087

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_DIAG_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

7099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETY
PE_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

7100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_C
H6

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0

7101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH6

UNSIGNED8

1

R

Keine

7102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_ST
ATUS_CH6UNSIGNED8

1

R

Keine

7103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH6

UNSIGNED16

2

R

Keine

7104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAM
P_CH6

UNSIGNED32

4

R

Keine

88

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7106

OP_TIME_TOTAL_CH6

FLOAT

4

R

Seconds

7108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_
CH6

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.07110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_
CH6

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.07112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH6

FLOAT

4

R

Seconds

7114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH6

UNSIGNED16

2

R

Keine

Betriebsstunde der Lampe (nicht
alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations Zyklen.
Werkseinstellung: 07115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH6

UNSIGNED16

2

R

Keine

7116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_C
H6

UNSIGNED16

2

R

Keine

7117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_C
H6

FLOAT

4

R

Seconds

7119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH6UNSIGNED8

1

R

Keine

7120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGE
D_CH6

FLOAT

4

R

Seconds

9.8.2.

Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe (nicht
alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

Setup

Block:

Sensor 6 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH6

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 089

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

7001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH6

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 0

7002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASET_CH6

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 090

SD01189C/07/DE/03.14

9.9.

Sensor 7

9.9.1.

Info

Block:

Sensor 7

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8000

SENSOR_ENABLE_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktivierung des Sensorkanals.
Auswahl:
0: Ein1: AusWerkseinstellung: 08001

ACTIVE_SENSOR_TYPE_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Ausgewählter Sensortyp. Derausgewählte und derangeschlossene Sensortyp
müssen identisch sein.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 091

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8002

CONNECTED_SENSOR_TYPE_CH
7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Angeschlossener Sensortyp. Derangeschlossene Sensortyp mussdem aktiven Sensortyp
entsprechen.
Auswahl:
0: Kein
1: Sauerst. (amp.)
2: Sauerst. (opt. Abwasser)
3: pH Glas
5: pH ISFET
6: Leitf.cond.
7: Leitf.ind.
8: Redox
9: TU/TS
10: Nitrat
11: ISE
12: SAK
13: Ultraschall Trennzone
14: Chlor
18: pH/Redox
19: Leitf.cond.
20: Sauerst. (opt. Prozess)
21: TU
Werkseinstellung: 08003

SENSOR_TAG_CH7

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8019

SENSOR_SERIAL_CH7

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8027

SENSOR_HW_VERSION_CH7

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8035

SENSOR_SW_VERSION_CH7

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8043

SENSOR_MANUFACTURER_CH7

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8059

SENSOR_ORDERCODE_CH7

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8075

SENSOR_MANUFACTURING_DAT
E_CH7
SENSOR_INITIAL_OPERATION_D
ATE_CH7SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_MI
N_CH7

DATETIME

8

R

Keine

DATETIME

8

R

Keine

FLOAT

4

R

Keine

8085

SENSOR_EXTREME_TEMP_MIN_
CH7

FLOAT

4

R

Celsius

8087

SENSOR_EXTREME_SPECIFIC_M
AX_CH7

FLOAT

4

R

Keine

8079
8083

92

Wählen Sie eine beliebige
Bezeichnung für Ihren Sensor.
Verwenden Sie z.B. die
Messstellenbezeichnung (Tag).
Werkseinstellung: 0
Mit der Seriennummer haben Sie
Internetzugriff auf Gerätedaten
und Dokumentationen:
www.products.endress.com/devic
e-viewer
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0
Hersteller des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Bestellcode des angeschlossenen
Sensors.
Werkseinstellung: 0
Herstellungsdatum des Sensors.
Datum der ersten
Inbetriebnahme des Sensors.
Minimal gemessener Messwert.
Werkseinstellung: 0.0
Minimale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Maximaler gemessener
Messwert.
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8089

SENSOR_EXTREME_TEMP_MAX
_CH7

FLOAT

4

R

Celsius

8091

SENSOR_CURRENT_DIAG_SOURCETYPE_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Maximale gemessene
Temperatur.
Werkseinstellung: 0.0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 08092

SENSOR_CURRENT_DIAG_MODU
L_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose: Name des betroffenen
Moduls.
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 08093

SENSOR_CURRENT_DIAG_PORT_CH7UNSIGNED8

1

R

Keine

8094

SENSOR_CURRENT_DIAG_NE107_STATUS_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

8095

SENSOR_CURRENT_DIAG_CODE_CH7UNSIGNED16

2

R

Keine

8096

SENSOR_CURRENT_DIAG_TIMESTAMP_CH7

UNSIGNED32

4

R

Keine

Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Höchstpriore sensorbezogene
Diagnose:
Werkseinstellung: 093

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8098

SENSOR_NUMBER_ADDITIONAL_DIAG_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

8099

SENSOR_LAST_DIAG_SOURCETY
PE_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Anzahl zusätzlicher aktivergerätebezogener
Diagnosemeldungen. Diese
Meldungen können über die
Diagnoseliste (Diagnose-Menü)
am Gerät oder über Webserver
angzeigt werden.
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: General
1: Temperature Input
2: Binary Input
3: Binary Output
4: Current Input
5: Current Output
6: Relay
7: Memosens Sensor
8: PID Controller
9: Reinigung
10: Limit Switch
11: Mathematic Function
12: Binary Input Module
13: Binary Output Module
14: Probenvorbereitung
Werkseinstellung: 0

8100

SENSOR_LAST_DIAG_MODUL_C
H7

UNSIGNED8

1

R

Keine

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Auswahl:
0: Steckplatz 1
1: Steckplatz 1
2: Steckplatz 2
3: Steckplatz 3
4: Steckplatz 4
5: Steckplatz 5
6: Steckplatz 6
7: Steckplatz 7
8: Probenehmer
9: Software
10: Analysator
Werkseinstellung: 0

8101

SENSOR_LAST_DIAG_PORT_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

8102

SENSOR_LAST_DIAG_NE107_ST
ATUS_CH7

UNSIGNED8

1

R

Keine

8103

SENSOR_LAST_DIAG_CODE_CH7

UNSIGNED16

2

R

Keine

8104

SENSOR_LAST_DIAG_TIMESTAM
P_CH7

UNSIGNED32

4

R

Keine

94

Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0
Zuletzt abgefallene
gerätebezogene Diagnose:
Werkseinstellung: 0

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8106

OP_TIME_TOTAL_CH7

FLOAT

4

R

Seconds

8108

OP_TIME_ABOVE_SPEC_TEMP_
CH7

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebsstunden desangeschlossenen Sensors.
Werkseinstellung: 0.0
Betriebbstunden über der
maximalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.08110

OP_TIME_BELOW_SPEC_TEMP_
CH7

FLOAT

4

R

Seconds

Betriebbstunden unterhalb der
minimalen Betriebstemperatur.
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.08112

OP_TIME_LAMP_LIFE_CH7

FLOAT

4

R

Seconds

8114

OP_TIME_STERILISATIONS_CH7

UNSIGNED16

2

R

Keine

Betriebsstunde der Lampe (nicht
alle Sensoren)
Einheit: Sekunden [s]Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Sterilisations Zyklen.
Werkseinstellung: 08115

OP_TIME_CIP_CYCLES_CH7

UNSIGNED16

2

R

Keine

8116

OP_TIME_CAP_CALIBRATIONS_C
H7

UNSIGNED16

2

R

Keine

8117

OP_TIME_CAP_CALIB_TIMER_C
H7

FLOAT

4

R

Seconds

8119

OP_TIME_CAP_STERILISATIONS_CH7UNSIGNED8

1

R

Keine

8120

OP_TIME_CAP_FILTER_CHANGE
D_CH7

FLOAT

4

R

Seconds

9.9.2.

Anzahl der CIP (clean in place)
Zyklen.
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Kalibrierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Kalibriertimer Sensorkappe (nicht
alle Sensoren).
Werkseinstellung: 0.0
Anzahl der Serilisierungen der
Sensorkappe (nicht alleSensoren).
Werkseinstellung: 0
Anzahl der Filterwechsel.
Werkseinstellung: 0.0

Setup

Block:

Sensor 7 Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8000

SENSOR_SAC_SWITCHDATASET_CH7

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
SAK
Auswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 095

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8001

SENSOR_NITRATE_SWITCHDATASET_CH7

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
NitratAuswahl:
0: Werkskalib.
1: Datensatz1
2: Datensatz2
3: Datensatz3
4: Datensatz4
5: Datensatz5
6: Datensatz6
7: undefiniert
Werkseinstellung: 08002

SENSOR_TURBIDITY_SWITCHDATASET_CH7

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Datensatzumschaltung
Trübung
Auswahl:
0: Formazin
1: Kaolin
2: SiO2
3: TiO2
4: ÜberschußPrimärschlamm
5: Faulschlamm
6: Belebtschlamm
7: Datensatz1
8: Datensatz2
9: Datensatz3
10: Datensatz4
11: Datensatz5
13: Dünnschlamm
14: PSL
15: Kieselgur
16: Datensatz6
Werkseinstellung: 096

SD01189C/07/DE/03.14

9.10. Probenehmer
9.10.1. Info
Block:

Sampler

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1500

RUNNING_PROGRAM_NAME

OCTETSTRING16

16

R

Keine

1508

PROGRAM_BOTTLE_POSITIONUNSIGNED8

1

R

Keine

Programmname des aktuell
laufenden Programms.
Werkseinstellung: 0
Aktuell befüllte Flasche.
Werkseinstellung: 0

1509

PROGRAM_SAMPLING_MODE

UNSIGNED8

1

R

Keine

Probenahmemodus.
Auswahl:
0: Zeitproportional
1: Volumenproportional
2: Durchflussproportional
3: Einzelprobe
4: Probentabelle
5: Externes Signal
6: Manuell
7: %0V
Werkseinstellung: 0

1510

DATETIME_NEXT_SAMPLINGDATETIME

8

R

Keine

1514

FLOW_NEXT_SAMPLING

FLOAT

4

R

CubicMeter

1516

PROGRAM_NAME

OCTETSTRING16

16

R

Keine

1524

PROGRAM_STATEUNSIGNED8

1

R

Keine

Datum und Uhrzeit für die
nächste Probenahme.
Werkseinstellung: 2000-0101T00:00:00
Durchflussvolumen seit derletzten Probenahme.
Werkseinstellung: 0.0
Programmnamen desaktuell geladenen
Programms.
Werkseinstellung:
E_TextID_Program
Programmzustand.
Auswahl:
0: inaktiv
1: aktiv
2: pausiert
3: Warte auf Pause
Werkseinstellung: 097

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1525

BOTTLE_CONFIGURATIONUNSIGNED8

1

R

Keine

Flaschenverteilung.
Auswahl:
0: 1x - PE Direktverteilung
1: 2x - PE Direktverteilung
2: 4x - PE/Glas-Schott
Direktverteilung
3: 4x - Glas Direktverteilung
4: 12x - PE Direktverteilung
5: 12x - PE/Glas
Verteilerplatte
6: 24x - PE Direktverteilung
7: 24x - PE/Glas
Verteilerplatte
8: 6x+1x - PE/Glas
Verteilerplatte
9: 6x+2x - PE+PE
Verteilerplatte
10: 6x+2x - PE+Glas
Verteilerplatte
11: 12x+1x - PE/Glas
Verteilerplatte
12: 12x+2x - PE+PE
Verteilerplatte
13: 12x+2x - PE+Glas
Verteilerplatte
14: 12x+6x - PE
Direktverteilung
15: 12x+6x - PE/Glas
Verteilerplatte

1526

BOTTLE_VOLUME_LEFT

FLOAT

4

R

CubicMeter

1528

BOTTLE_VOLUME_RIGHT

FLOAT

4

R

CubicMeter

1530

CURRENT_BOTTLE_FILL_LEVEL

FLOAT

4

R

CubicMeter

1532

SAMPLING_TECHNIQUEUNSIGNED8

1

R

Keine

Werkseinstellung: 0
Flaschenvolumen.
Werkseinstellung: 0.03
Flaschenvolumen der
Flaschen aus der rechte
Hälfte des Flaschenkorbs.
Werkseinstellung: 0
Flaschenfüllstand deraktuell ausgwählten
Flasche.
Werkseinstellung: 0.0
Probenahmeart.
Auswahl:
0: Peristaltik
1: Vakuum
2: Inline
Werkseinstellung: 0

1533

98

SAMPLING_VOLUME_VACUUM

FLOAT

4

R

CubicMeter

Dosiervolumen beim
Vakuum- oder InlineProbenehmer.
Werkseinstellung: 0.0002

SD01189C/07/DE/03.14

9.10.2. Setup
Block:

Sampler Setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1500

SAMPLING_STATEUNSIGNED8

1

R

Keine

Probenahmefortschritt.
Auswahl:
0: Wartend
1: Referenzlauf
2: Dreharm positioniert
3: Ausblasen
4: Ansaugen
5: Medium erkannt
6: Dosieren
7: Probenahme Ok
8: Probenahme nOk
9: Probenahmeverzögerung
10: Probenahme
11: Vorspülen
12: Nachspülen
13: Flasche anfahren
14: Probe abfüllen
15: Flasche entleeren
16: Flasche spülen
17: Flasche abtropfen
Werkseinstellung: 0

1501

MAN_SAMPLING_VOLUME_PERIST

FLOAT

4

R/W

CubicMeter

Probenvolumen für die manuelle
Probenahme beim PeristaltikProbenehmer.
Werkseinstellung: 0.0001

99

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

1503

MAN_SAMPLING_BOTTLE_POS

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Flaschenposition bei der manuellen
Probenahme.
Auswahl:
0: Vorne
1: Flasche 1
2: Flasche 2
3: Flasche 3
4: Flasche 4
5: Flasche 5
6: Flasche 6
7: Flasche 7
8: Flasche 8
9: Flasche 9
10: Flasche 10
11: Flasche 11
12: Flasche 12
13: Flasche 13
14: Flasche 14
15: Flasche 15
16: Flasche 16
17: Flasche 17
18: Flasche 18
19: Flasche 19
20: Flasche 20
21: Flasche 21
22: Flasche 22
23: Flasche 23
24: Flasche 24
25: Hinten
Werkseinstellung: 0

1504

MAN_SAMPLING_COMMANDUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Kommando zur Steuerung der
manuellen Probenahme.
Auswahl:
0: Kein1: Start
2: Stopp
Werkseinstellung: 01505

MAN_SAMPLING_PARK_POS

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Dreharm Parkposition.
Auswahl:
0: Keine
1: Hinten
Werkseinstellung: 1

100

SD01189C/07/DE/03.14

9.11. Analysator
9.11.1. Analysator Konfiguration
Block:

Analyzer Config

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9000

ORDERCODE_EXT_CURRENT

OCTETSTRING64

64

R/W

Keine

9032

MEAS_VALUE_INDEXUNSIGNED8

1

R/W

Keine

9033

MEAS_VALUE_UNIT

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

9034

POWERFAIL_REACTIONUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Aktueller erweiterter
Bestellcode des Geräts(nach Aufrüstung).
Werkseinstellung: 0
Index des ausgewählten
Messwertes (aus
Register-Block 'Analyzer
Measurement data')
Werkseinstellung: 0
Benutzerauswählbare
Einheit des Messwertes
Werkseinstellung: 1
Gerätereaktion nachSpannungsausfall
Auswahl:
0: Letzter Modus
1: Manueller Modus

9035

CALIBRATION_RETRIESUNSIGNED8

1

R/W

Keine

9036

CALIBRATION_FACTOR

FLOAT

4

R/W

Keine

9038

CALIBRATION_FACTOR_DEL
TA

FLOAT

4

R/W

Percent

9040

CALIBRATION_FACTOR_MIN

FLOAT

4

R/W

Keine

9042

CALIBRATION_FACTOR_MAX

FLOAT

4

R/W

Keine

9044

CALIBRATION_CONCENTRATI
ON

FLOAT

4

R/W

KiloGramPerCubic
Meter

9046

MEASUREMENT_OFFSET

FLOAT

4

R/W

KiloGramPerCubic
Meter

9048

MEASUREMENT_DILUTION_
FACTOR

FLOAT

4

R/W

Keine

Werkseinstellung: 0
Anzahl Wiederholungenim Falle einer
fehlgeschlagenen,
automatischen
Kalibrierung
Werkseinstellung: 2
Kalibrierfaktor desPhotometers
Werkseinstellung: 1.00
Maximal zulässige
Abweichung desKalibrierfaktors bei der
Kalibrierung
Werkseinstellung: 10
Minimal zulässiger
Kalibrierfaktor
Werkseinstellung: 0.5
Maximal zulässiger
Kalibrierfaktor
Werkseinstellung: 2.0
Konzentration desStandards zur
Kalibrierung
Werkseinstellung: 0.01
Konzentrationsoffset für
die Berechnung desKonzentrationswertes
Werkseinstellung: 0.0
Verdünnungsfaktor für
die Berechnung desKonzentrationswertes
Werkseinstellung: 1.0101

SD01189C/07/DE/03.14

9.11.2. Analysator Info
Block:

Analyzer Info

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9100

ANALYZER_ORDERCODEOCTETSTRING64

64

R

Keine

Bestellcode des Geräts.
Werkseinstellung: 09132

ANALYZER_ORDERCODE_EXT

OCTETSTRING64

64

R

Keine

Erweiterter Bestellcode des Geräts.
Werkseinstellung: 09164

ANALYZER_ORDERCODE_EXT_CURRENT

OCTETSTRING64

64

R

Keine

Aktueller erweiterter Bestellcode desGeräts (nach Aufrüstung).
Werkseinstellung: 09196

ANALYZER_HW_VERSIONOCTETSTRING16

16

R

Keine

Hardwareversion des Geräts.
Werkseinstellung: 09204

ANALYZER_SW_VERSIONOCTETSTRING16

16

R

Keine

Softwareversion des Geräts.
Werkseinstellung: 09212

ANALYZER_MODE

UNSIGNED8

1

R

Keine

Betriebsart
Auswahl:
0: Manuell
1: Automatik
2: Feldbus
Werkseinstellung: 09213

ANALYZER_ACTIVITYUNSIGNED8

1

R

Keine

Aktuell laufende Tätigkeit
Auswahl:
0: Keine
1: Messung SP%0V
2: Kalibrierung
3: Reinigung
4: reserviert
5: reserviert
6: PVG %0V leeren
7: reserviert
8: reserviert
9: Außerbetriebnahme
10: Initialisierung
11: Aufräumen
12: PVB-Reinigung
13: Spritzenwechsel nach oben
14: Spritzenwechsel nach unten
15: Test Liquidmanager Antrieb
16: Flaschen einsetzen
17: Flaschen entnehmen
Werkseinstellung: 0

9214
9216
9218

102

ANALYZER_ACTIVITY_TI
MEANALYZER_OP_TIME_FI
LTERMATUNSIGNED32

4

R

Keine

FLOAT

4

R

Seconds

ANALYZER_OP_TIME_PE
LTIER

FLOAT

4

R

Seconds

Verbleibende Dauer der aktuell
laufenden Tätigkeit
Betriebsstunden der Filtermatte
Werkseinstellung: 0.0
Betriebsstunden des Peltier-Elements
Werkseinstellung: 0.0

SD01189C/07/DE/03.14
9220

ANALYZER_SAMPLE_CO
LLECTOR_TYPE

UNSIGNED8

1

R

Keine

Typ der Probenvorlage
Auswahl:
0: Keine
1: Konduktiv
2: Kapazitiv
Werkseinstellung: 09221

ANALYZER_SAMPLEPRE
PARATION_AVAILABILITYUNSIGNED8

1

R

Keine

Verfügbarkeit vonProbenvorbereitungenAuswahl:
0: SP1
1: SP2
2: SP1 + SP2
Werkseinstellung: 0103

SD01189C/07/DE/03.14

9.11.3. Analysator Programm
Block:

Analyzer Program

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9200

PROGRAM_MEAS_TRIGGERUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Startbedingung für die
Messung:
Auswahl:
0: Sofort
1: Datum/Zeit
2: Kontinuierlich
Werkseinstellung: 09201

PROGRAM_MEAS_START_DATEDATETIME

8

R/W

Keine

9205

PROGRAM_MEAS_START_TIMEDATETIME

8

R/W

Keine

9209

PROGRAM_MEAS_INTERVALUNSIGNED32

4

R/W

Keine

9211

PROGRAM_CAL_TRIGGERUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Start der ersten Messung :Datum.
Start der ersten Messung :Uhrzeit.
Messinterval in [s]Werkseinstellung: 15 min
Startbedingung für die
Kalibrierung:Auswahl:
0: Sofort
1: Datum/Zeit
Werkseinstellung: 09212

PROGRAM_CAL_START_DATEDATETIME

8

R/W

Keine

9216

PROGRAM_CAL_START_TIMEDATETIME

8

R/W

Keine

9220

PROGRAM_CAL_INTERVALUNSIGNED32

4

R/W

Keine

9222

PROGRAM_CLEAN_TRIGGERUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Start der ersten Kalibrierung :Datum.
Start der ersten Kalibrierung :Uhrzeit.
Kalibrierungsinterval in [s]Werkseinstellung: 2 Tage
Startbedingung für die
Reinigung:Auswahl:
0: Sofort
1: Datum/Zeit
2: Deaktiviert
Werkseinstellung: 29223

PROGRAM_CLEAN_START_DATEDATETIME

8

R/W

Keine

9227

PROGRAM_CLEAN_START_TIMEDATETIME

8

R/W

Keine

9231

PROGRAM_CLEAN_INTERVALUNSIGNED32

4

R/W

Keine

104

Start der ersten Reinigung :Datum.
Start der ersten Reinigung :Uhrzeit.
Reinigungsinterval in [s]Werkseinstellung: 2 Tage

SD01189C/07/DE/03.14

9.11.4. Analysator Manuelle Bedienung
Block:

Analyzer Manual actions

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9400

MODE_CHANGE_REQUESTUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Manuelle Anforderung zum
Starten einer Aktivität
Auswahl:
0: Keine
1: Feldbusmodus aktivieren
2: Automatikbetrieb fortsetzen
3: Automatikbetrieb neu
startenWerkseinstellung: 09401

ABORT_ACTION_REQUESTUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Aktuell laufende Aktivität
abbrechen
Auswahl:
0: Keine
1: Aktuelle Aktion abbrechen
Werkseinstellung: 09402

MANUAL_ACTION_REQUESTUNSIGNED8

1

R/W

Keine

Manuelles Starten einer
Aktivität
Auswahl:
0: Keine
1: Messung starten
2: Kalibrierung starten
3: Reinigung starten
Werkseinstellung: 09.11.5. Analysator Photometer Info
Block:

Analyzer Photometer Info

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9600

PHOTOMETER_HW_VERSIONOCTETSTRING16

16

R

Keine

9608

PHOTOMETER_SW_VERSIONOCTETSTRING16

16

R

Keine

9616

PHOTOMETER_OP_TIMEUNSIGNED32

4

R

Seconds

9618

PHOTOMETER_TEMPERATURE

FLOAT

4

R

Celsius

9620

PHOTOMETER_RAW_MEAS_VALUE

FLOAT

4

R

Keine

Hardwareversion desPhotometers.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion desPhotometers.
Werkseinstellung: 0
Betriebsstundenzähler desPhotometers
Werkseinstellung: 0.0
Temperatur der
Photometer-KüvetteWerkseinstellung: 25
Rohmesswert desPhotometers105

SD01189C/07/DE/03.14

9.11.6. Analysator Messwertdaten
Block:

Analyzer Measurement data

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9700

DATA_MEAS_LISTSIZEUNSIGNED8

1

R

Keine

9701

DATA_MEAS_LIST1

OCTETSTRING16

16

R

Keine

9709

DATA_MEAS_LIST2

OCTETSTRING16

16

R

Keine

9717

DATA_MEAS_LIST3

OCTETSTRING16

16

R

Keine

9725

DATA_MEAS_LIST4OCTETSTRING16

16

R

Keine

9733

DATA_MEAS_LIST5OCTETSTRING16

16

R

Keine

9741

DATA_MEAS_LIST6OCTETSTRING16

16

R

Keine

9749

DATA_MEAS_LIST7

OCTETSTRING16

16

R

Keine

9757

DATA_MEAS_LIST8OCTETSTRING16

16

R

Keine

Anzahl zur Auswahl
verfügbarer Messgrößen
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0
Name/Bezeichner derauswählbaren Messgröße
Werkseinstellung: 0106

SD01189C/07/DE/03.14

9.11.7. Analysator Manuelle Bedienung Status
Block:

Analyzer manual actions state

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

9900

MODE_CHANGE_STATEUNSIGNED8

1

R

Keine

Status der manuellen
Anforderung zum Wechsel der
Betriebsart
0: Warte auf Anforderung
1: Busy
2: Wechsel der Betriebsart
nicht erlaubt

9901

ACTION_REQUEST_STATEUNSIGNED8

1

R

Keine

Werkseinstellung: 0
Status der manuellen
Anforderung zum Starten einer
Aktivität
0: Kein1: In Bearbeitung
2: Abbruch
3: Beendet
4: FehlgeschlagenWerkseinstellung: 0107

SD01189C/07/DE/03.14

9.12. Probenvorbereitung 1
9.12.1. Info
Block:

Analyzer SP 1 Info

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8500

ORDERCODE_SP1

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8516

ORDERCODE_EXT_SP1

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8532

SERIAL_SP1

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8540

HW_VERSION_SP1

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8548

SW_VERSION_SP1

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8556

TYPE_SP1OCTETSTRING16

16

R

Keine

8564

CONTROL_MODE_SP1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Bestellcode derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Erweiterter Bestellcode derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer der
Probenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Probenvorbereitungstyp(Belebung/Auslauf oder
Zulauf).
Werkseinstellung: 0
Betriebsart derProbenvorbereitung.
Auswahl:
0: Vor-Ort-Steuerung
1: Fernsteuerung
Werkseinstellung: 1108

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8565

STATE_SP1

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktueller Status derProbenvorbereitung.
Auswahl:
0: inaktiv
1: Probe fördern
2: Reinigung
3: Mit Luft spülen
4: Mit Reiniger spülen
5: Filter spülen
6: Mit Luft spülen
7: Mit Reiniger spülen
8: Mit Luft spülen
9: Mit Reiniger spülen
10: Aufräumen
11: Aufräumen
12: Aufräumen
13: Aufräumen
14: Mit Luft spülen
15: Mit Reiniger spülen
16: Mit Luft spülen
17: Mit Reiniger spülen
18: Filter spülen
19: Probe fördern
20: Pumpe rückwärts
21: Aufräumen
Werkseinstellung: 0

8566

OP_TIME_FILTER_SP1

UNSIGNED32

4

R

Keine

Filterstandzeit.

8568

OP_TIME_HOSE_SP1

UNSIGNED32

4

R

Keine

Betriebsdauer desPumpenschlauchs derProbenvorbereitung.

8570

OP_TIME_MEMBRANEPUMP_SP1

UNSIGNED32

4

R

Keine

Betriebsdauer der
Membranpumpe derProbenvorbereitung.

8572

AMBIENT_TEMPERATURE_SP1

FLOAT

4

R

Celsius

Außentemperatur.

8574

HOUSING_TEMPERATURE_SP1

FLOAT

4

R

Celsius

Gehäusetemperatur der
Probenvorbereitung.

109

SD01189C/07/DE/03.14

9.12.2. Setup
Block:

Analyzer SP 1 setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8500

CLEANING_TRIGGER_SP1

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Startbedingung für die
Probenvorbereitungsreinigung
Auswahl:
0: Sofort
1: Datum/Zeit
2: Deaktiviert
Werkseinstellung: 08501

CLEANING_STARTDATE_SP1

DATETIME

8

R/W

Keine

8505

CLEANING_STARTTIME_SP1

DATETIME

8

R/W

Keine

8509

CLEANING_INTERVAL_SP1

UNSIGNED32

4

R/W

Keine

8511

CLEANING_DURATION_SP1

UNSIGNED32

4

R/W

Keine

8513

TRANSPORT_TIME_MAX_SP1

UNSIGNED32

4

R/W

Keine

8515

HEATING_TUBE_SETPOINT_SP1

FLOAT

4

R/W

Celsius

8517

HEATING_HOUSING_SETPOINT_SP
1

FLOAT

4

R/W

Celsius

8519

HEATING_HOUSING_SETPOINT_IN
LET_SP1

FLOAT

4

R/W

Celsius8521

FILTERCHANGE_WARNLEVEL_SP1

UNSIGNED32

4

R/W

Keine

8523

HOSECHANGE_WARNLEVEL_SP1

UNSIGNED32

4

R/W

Keine

8525

MEASUREMENT_ITERATIONS_SP1

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

110

Startdatum derProbenvorbereitungsreinigung
Startzeit derProbenvorbereitungsreinigung
Reinigungsintervall der
Probenvorbereitungsreinigung
in [s].
Werkseinstellung: 2 Monate
Reinigungsdauer der
Probenvorbereitungsreinigung
in [s].
Werkseinstellung: 1 Stunde
Maximal Förderdauer für die
Probe in [s].
Werkseinstellung: 15 min
Einschalttemperatur für die
Schlauchheizung derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 5.0
Einschalttemperatur für die
Gehäuseheizung derBelebungs/AuslaufProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 5.0
Einschalttemperatur für die
Gehäuseheizung der ZulaufProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 10.0
Warngrenze für den
Filterwechsel in [s].
Werkseinstellung: 2 Monate
Warngrenze für den
Schlauchwechsel der
Probenvorbereitungspumpe in[s].
Werkseinstellung: 2 Monate
Anzahl der Messungen fürdiesen Kanal bevor zum
anderen Kanal geschaltet wird.
Werkseinstellung: 1

SD01189C/07/DE/03.14

9.13. Probenvorbereitung 2
9.13.1. Info
Block:

Analyzer SP 2 Info

Typ:

Input

Funktions Codes

4

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8700

ORDERCODE_SP2

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8716

ORDERCODE_EXT_SP2

OCTETSTRING32

32

R

Keine

8732

SERIAL_SP2

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8740

HW_VERSION_SP2

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8748

SW_VERSION_SP2

OCTETSTRING16

16

R

Keine

8756

TYPE_SP2OCTETSTRING16

16

R

Keine

8764

CONTROL_MODE_SP2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Bestellcode derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Erweiterter Bestellcode derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Seriennummer der
Probenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Hardwareversion derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Softwareversion derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 0
Probenvorbereitungstyp(Belebung/Auslauf oder
Zulauf).
Werkseinstellung: 0
Betriebsart derProbenvorbereitung.
Auswahl:
0: Vor-Ort-Steuerung
1: Fernsteuerung
Werkseinstellung: 1111

SD01189C/07/DE/03.14
RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8765

STATE_SP2

UNSIGNED8

1

R

Keine

Aktueller Status derProbenvorbereitung.
Auswahl:
0: inaktiv
1: Probe fördern
2: Reinigung
3: Mit Luft spülen
4: Mit Reiniger spülen
5: Filter spülen
6: Mit Luft spülen
7: Mit Reiniger spülen
8: Mit Luft spülen
9: Mit Reiniger spülen
10: Aufräumen
11: Aufräumen
12: Aufräumen
13: Aufräumen
14: Mit Luft spülen
15: Mit Reiniger spülen
16: Mit Luft spülen
17: Mit Reiniger spülen
18: Filter spülen
19: Probe fördern
20: Pumpe rückwärts
21: Aufräumen
Werkseinstellung: 0

8766

OP_TIME_FILTER_SP2

UNSIGNED32

4

R

Keine

Filterstandzeit.

8768

OP_TIME_HOSE_SP2

UNSIGNED32

4

R

Keine

Betriebsdauer desPumpenschlauchs derProbenvorbereitung.

8770

OP_TIME_MEMBRANEPUMP_SP2

UNSIGNED32

4

R

Keine

8772

AMBIENT_TEMPERATURE_SP2

FLOAT

4

R

Celsius

Betriebsdauer der
Membranpumpe derProbenvorbereitung.
Außentemperatur.

8774

HOUSING_TEMPERATURE_SP2

FLOAT

4

R

Celsius112

Gehäusetemperatur der
Probenvorbereitung.

SD01189C/07/DE/03.14

9.13.2. Setup
Block:

Analyzer SP 2 setup

Typ:

Holding

Funktions Codes

03, 16, 23

RegisterParameter

Datentyp

Bytes

R/W

EinheitBeschreibung

8700

CLEANING_TRIGGER_SP2

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Startbedingung für die
Probenvorbereitungsreinigung.
Auswahl:
0: Sofort
1: Datum/Zeit
2: Deaktiviert
Werkseinstellung: 08701

CLEANING_STARTDATE_SP2

DATETIME

8

R/W

Keine

8705

CLEANING_STARTTIME_SP2

DATETIME

8

R/W

Keine

8709

CLEANING_INTERVAL_SP2

UNSIGNED3
2

4

R/W

Keine

8711

CLEANING_DURATION_SP2

UNSIGNED3
2

4

R/W

Keine

8713

TRANSPORT_TIME_MAX_SP2

UNSIGNED3
2

4

R/W

Keine

8715

HEATING_TUBE_SETPOINT_SP2

FLOAT

4

R/W

Celsius

8717

HEATING_HOUSING_SETPOINT_SP2

FLOAT

4

R/W

Celsius

8719

HEATING_HOUSING_SETPOINT_INLE
T_SP2

FLOAT

4

R/W

Celsius8721

FILTERCHANGE_WARNLEVEL_SP2

UNSIGNED3
2

4

R/W

Keine

8723

HOSECHANGE_WARNLEVEL_SP2

UNSIGNED3
2

4

R/W

Keine

8725

MEASUREMENT_ITERATIONS_SP2

UNSIGNED8

1

R/W

Keine

Startdatum derProbenvorbereitungsreinigung.
Startzeit derProbenvorbereitungsreinigung.
Reinigungsintervall der
Probenvorbereitungsreinigung in[s].
Werkseinstellung: 2 Tage
Reinigungsdauer der
Probenvorbereitungsreinigung in[s].
Werkseinstellung: 1 Stunde
Maximal Förderdauer für die
Probe.
Werkseinstellung: 15 min
Einschalttemperatur für die
Schlauchheizung derProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 5.0
Einschalttemperatur für die
Gehäuseheizung derBelebungs/AuslaufProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 5.0
Einschalttemperatur für die
Gehäuseheizung der ZulaufProbenvorbereitung.
Werkseinstellung: 10.0
Warngrenze für den Filterwechsel
in [s].
Werkseinstellung: 2 Monate
Warngrenze für den
Schlauchwechsel der
Probenvorbereitungspumpe in[s].
Werkseinstellung: 2 Monate
Anzahl der Messungen für diesen
Kanal bevor zum anderen Kanalgeschaltet wird.
Werkseinstellung: 1113

www.addresses.endress.com

PROFIBUS® ist eine eingetragene Handelsmarke der PI International© Endress+Hauser 2014