DATA：2022.9.1

Research Studio Pro Ver2.1
簡易操作マニュアル
非冷却カメラ用1目次●Research Studioの起動・・・スライド３
起動・接続●カメラの選択・接続・・・スライド３●カメラ接続時の画面（主要項目の配置）・・・スライド４●温度レンジの設定・・・スライド５

重要‼

●フレーム速度とフォーカスの調整・・・スライド5
基本設定●キャリブレーション抑制・・・スライド6●オブジェクトパラメータの設定・・・スライド7●カラーパレットの変更・・・スライド7●温度スケールの調整・・・スライド8

重要‼

●録画条件の設定・・・スライド9
録画・再生●録画の開始/終了・・・スライド15●画像（動画）ファイルの再生・・・スライド16●ROI（解析ツール）の設定・・・スライド17

解析●ROI毎の個別設定・・・スライド17●測定値の表示・・・スライド18●グラフの描画~エクスポート機能・・・スライド19

カメラの切断●カメラの通信の切断・・・スライド20

エクスポート●データ抽出~エクスポート機能・・・スライド21
2

Research Studio Proの起動

起動・接続

デスクトップ上の左記のアイコンから起動してください＊ライセンス管理のソフトですので、起動にはライセンスでのアクティベーション、もしくはUSBドングルキーのポートへの挿入が必要になります。
＊システム要件：
CPU：i3 4GBRAM、USB、Gig-E(カメラ接続用端子）
OS：Windows7,8,10(64bitのみ)

カメラの選択・接続
ソフト画面左上のメニュー表示アイコンから【カメラのスキャン】を選択いただ
くか、カメラアイコンのショートカット
箇所をクリックすると、PCに接続可能なカメラが検出されますので、【接続】を選択していただくことでカメラと接続されます。

目次へ

3カメラ接続時の画面（主要項目の配置）

起動・接続

ROI（解析ツール）関連メニュー
カラースケール

保存・録画関連メニュー

カメラ設定・測定値・表示関連メニュー

保存データ
目次へ

4

温度レンジの設定

重要‼

基本設定

ソフト画面右下のメニュー群にあるカメラコントロール内に温度レンジのプルダウンから切替ができます。
温度レンジは画像保存後に変更は効きませんので必ず画像の保存前に設定ください。
＊温度レンジ上限を超える温度の赤外線がカメラに入るとセンサを破損（焼付き）する可能性がありますので、必ずカメラを測定対象物に向ける前に温度レンジの設定の設定（確認）を行ってください。

フレーム速度とフォーカスの調整
ソフト画面右下のメニュー群にあるカメラコントロール内にフレーム速度とファーカスの調整機能があります。
収録設定で枚数設定した場合、ここで設定したフレーム速度が基本となり収録の枚数が決定されます。

フォーカス調整もリモート操作が可能となります。
(一部オートファーカスが効かない機種もあります）
フォーカスに関しても測定後の調整は出来ません。
ご注意ください。
目次へ

5

NUC（キャリブレーション）の抑制

基本設定

熱画像カメラは定期的にカメラが自動でセンサ均一性・温度ドリフトの補正のキャリブレーションを実行するのですが、その際に1秒程度ですが画像更新が停止します。
高速な連続測定の際にデータの欠損を防ぐため、自動キャリブレーションを抑制する設定ができます。
ソフト上ではNUCと表現され、デフォルト設定ではON（チェックが入っている）になっています。
OFF（チェックが外れている）にすることで録画中のNUC（キャリブレーション）の実施を抑制します。
カメラ単体ではNUCを抑制することは出来ません。

目次へ

6オブジェクトパラメータの設定

基本設定

ソフト画面右下のメニュー群にあるオブジェクトパラメータのアイコンから放射率等の測定条件が設定できます。
オブジェクトパラメータは画像保存後に変更可能ですので、画像保存前に必ず設定しなくてはいけない項目ではありません。

カラーパレットの変更
温度スケールの色調の設定はパレットのアイコンから行えます。
パレットも画像保存後に変更可能です。

目次へ

7

温度スケールの設定

基本設定

温度スケールには大きく分けて自動調整と手動調整があり、ご用途に応じて設定を切り替えることができます。
ソフト画面右下のメニュー群にある画像処理アイコンから細かな設定を行えます。
レベルスパン●画像から画面全体に入る赤外線の強度を基に自動設定●アクティブなROIから指定したROIの部分のみの赤外線強度を基に自動調整●手動
温度スケールバーに直接数値入力で上限・下限温度値を設定
画像表示モード●DDEスケール
FLIR独自の精細度向上スケーリング●APEスケール
FLIR独自の精細度向上スケーリング●PEスケール
非線形のヒストグラム ベースのアルゴリズム
温度とその面積を考慮したスケーリング●線形スケール（よく使います）
重要‼
単純な線形マッピング。
すべてのカウント値にパレット内の色を均等に分布させます※ 画像比較等で使用する際には必ず線形スケールに設定して下さい

目次へ

8

録画条件の設定

録画・再生

ソフト画面下のメニュー群にある録画設定のアイコンから各種の設定を行います。

ファイル処理・保存先指定・ファイル名称に関する設定
上書き禁止
カウントアップ設定 等

目次へ

9録画の設定録画・再生

ソフト画面下のメニュー群にある録画設定のアイコンから各種の設定を行います。
開始/停止/定期オプション
単一ファイルに1回の収録の場合、開始と停止の設定を実施
この時のフレーム速度はカメラコントロール内で設定したフレーム速度となります。

目次へ

10

録画の設定録画・再生

ソフト画面下のメニュー群にある録画設定のアイコンから各種の設定を行います。

開始/停止/定期オプション
間隔を空けて定期的に録画の場合開始と停止の設定を実施
収録のイメージを表示

開始設定
・手動
・日時・リモートリガー

インターバル停止設定
・フレーム数・再生時間
反復設定
・繰り返しの間隔時間
・繰り返し回数の設定

目次へ

11

録画の設定録画・再生

ソフト画面下のメニュー群にある録画設定のアイコンから各種の設定を行います。

例①）1秒に1回収録 手動で止めるまで収録

例②）10秒に10回収録 5回の反復
この時の10回収録に関しては、フレーム速度で設定した速度、もしくはパフォーマンスで収録制限された収録速度での10回収録となります。

目次へ

12

録画の設定録画・再生

ソフト画面下のメニュー群にある録画設定のアイコンから各種の設定を行います。
パフォーマンス
制限録画レート
フレーム速度で設定したフレーム以外で収録速度を制限することが出来ます。
パソコンのRAMへの収録設定
通常パソコンのHDDへ直接保存していますが、収録速度が速い場合録画に抜けが生じることがあり、一旦RAMへ保存することで抜けを最小限に抑えることが出来ます。
但し、保存容量はRAMの容量に依存します。
記録中の画像表示出来る限りパフォーマンスを取られないように、表示速度を下げて収録速度を優先することが出来ます。

目次へ

13

録画の設定録画・再生

ソフト画面下のメニュー群にある録画設定のアイコンから各種の設定を行います。
プレトリガーとポストトリガー機能

プレトリガー機能：
トリガー前データの収録設定
トリガー前データを時間/フレーム数で設定が可能

ポストトリガー機能：
トリガー後データの収録設定
トリガー後データを時間/フレーム数で設定が可能

目次へ

14

録画の設定録画・再生録画の開始/終了（手動時）
録画開始のアイコンでスタートします。録画開始後に再度選択すると録画終了になります。

プレトリガー用録画準備ボタン
パソコンのRAMを確保するためのボタン

スナップショットボタン
静止画の収録を行います。

リモートトリガー用録画準備ボタン
パソコンのRAMを確保するためのボタン

収録条件の表示
収録条件設定の概要などの表示

目次へ

15

画像（動画）ファイルの再生

録画・再生

ソフト画面左上のメニュー表示アイコンから【ファイルを開く】を選択し画像ファイルを再生します。
もしくは、画面下の保存データをダブルクリックします。

画像再生時の画面
画像再生の画面はカメラ接続時の画面と大きく変わりませんが、画面下部の録画に関するアイコン群が再生ボタンに代わります。

目次へ

16

ROI（解析ツール）の設定

解析

ソフト画面上部のROIのアイコンからスポット・エリア・ラインを画像上に設定します。
このボタンから更にROIが表示します。

ROI毎の個別設定
ソフト画面上部のROIプロパティのアイコンから設定したROIに対して個別の設定を行うことができます。
複数設定したROI毎に放射率を変更する、ROIの名称を変更するなど

目次へ

17

測定値の表示

解析

ソフト画面右下のメニュー群にあるテーブルベース分析で測定値等の表示が可能です。
ソース情報モジュール：カメラ情報を表示

メタデータモジュール：時刻等の情報を表示

統計モジュール：測定値を表示

目次へ

18

グラフの描写～エクスポート機能

解析

プロットベース分析でラインプロファイル・一時プロット（時系列グラフ）の描写が可能です。
描写されたグラフデータはCSVファイルとして保存も可能です。

CSVファイル出力
PNGファイル出力

目次へ

19

カメラの通信の切断

カメラの切断ソフト画面左上のメニュー表示アイコンから【カメラのスキャン】を選択いただくと、PCに接続されているカメラが検出されます
ので、【切断】を選択していただくとカメラとの通信が切断されます。

目次へ

20

データ抽出機能

エクスポート

収録したデータから必要なエリアのみ抽出することが出来ます。
(保存したデータにのみ可能な機能です）
再生表示から必要なエリアを選択します。

目次へ

21

各種エクスポート機能①

エクスポート

収録したデータ（動画/静止画）からの汎用ファイルへエクスポートすることが出来ます。

静止画をエクスポート

・・・JPG、PNG、TIFF、CSV等

複数の静止画をエクスポート ・・・JPG、PNG、TIFF、CSV等
動画をエクスポート

・・・TIFF、MP4、WebM、AVI等

目次へ

22

各種エクスポート機能①

エクスポート

収録したデータ（動画/静止画）からの汎用ファイルへエクスポートすることが出来ます。
エクスポート時に各表示項目を選択することで画像内にデータやカラーバーなどの情報を入れることが出来ます。

目次へ

23

各種エクスポート機能②

エクスポート

収録したデータ（動画/静止画）から専用拡張子のライセンスフリーソフトウェアへのエクスポート
本ソフトウェアはライセンスやUSBドングルを使用しないと、ソフトウェアの起動は出来ませんがライセンスフリーのプレーヤー用の拡張子に変換することで、どのパソコンでも解析することが可能となります。(FRSデータ）※ FLIR Research Studio Player（ライセンスフリー）はチノーのホームページからダウンロード可能です。
https://www.chino.co.jp/support/download/soft/thermovisions_index/※ FLIR Research Studio Playerからのエクスポート機能
静止画をエクスポート

・・・JPG、PNG、TIFF、CSV等

複数の静止画をエクスポート ・・・JPG、PNG、TIFF等
動画をエクスポート

・・・TIFF、WebM等※ FLIR Research Studio Playerではデータ抽出することは出来ません。
データ抽出後、FRS変換を実施してください
目次へ24