05[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（電磁誘導式）

音響・振動
計測器

鉄筋探査機

プロフォメーター５ モデルＳ／モデルスキャンログ

有害ガス検知器

プロセク

メーカー

測定項目

鉄筋探査

水質測定器
粉じん計・風速計

メモリ容量100000点（かぶり厚さ）､最大測定ファイル数63ファイル機能

かぶり厚さの測定､鉄筋径の推定､サイバースキャン機能：配筋状態の表示（モデルスキャンログのみ）､グリッド機能：かぶり厚さのグレースケール表示（モデルスキャンログのみ）

使用温度範囲−10〜60℃

電源

単三乾電池×6本

電池寿命

約45時間（アルカリ電池使用時）

寸法

177（Ｗ）×175（Ｄ）×80（Ｈ）mm

重量約780g

付属品

プローブ､プローブ用ケーブル（1.5m）､スキャンカー（モデルスキャンログのみ）､スキャンカー用ケーブル（1.5m）（モデルスキャンログのみ）

オプション品

プリンタ､テストブロック

鉄筋探査・コン
クリート試験

鉄筋探査機

コンクリート表面からの配筋状態の確認、コンクリート表面より鉄筋までの距離測定、鉄筋径の推定ができます。鉄筋径の推定可能かぶり厚さは60mm です。

探傷・厚さ・膜厚・硬度

プロフォメーター５＋ モデルＳ／モデルスキャンログ
プロセク

メーカー

その他非破壊検査機器

かぶり測定画面

測定項目

鉄筋探査

気象・水文
観測機器

メモリ容量

モデルS：40000点の測定データもしくは60ファイル
モデルスキャンログ：120000点のグリッドデータもしくは60ファイル機能

かぶり厚さの測定､鉄筋径の推定､サイバースキャン機能：配筋状態の表示（モデルスキャ
ンログのみ）､グリッド機能：かぶり厚さのグレースケール表示（モデルスキャンログのみ）

使用温度範囲−10〜60℃

電源

単三乾電池×6本

電池寿命

約45時間（アルカリ電池使用時）

寸法

177（W）×175（D）×80（H）mm

重量約780g

付属品

プローブ､プローブ用ケーブル（1.5m）､スキャンカー（モデルスキャンログのみ）､スキャンカー用ケーブル（1.5m）（モデルスキャンログのみ）

オプション品

プリンタ､テストブロック

配筋状態測定画面

土質試験機

探査範囲と測定精度

識別可能最少鉄筋間隔

電子天秤・
その他はかりグラフは鉄筋を探査できる最少の鉄筋間隔（a）とコンクリートかぶり（s）の関係を示しています。
例） 鉄筋径コンクリートかぶり
最少鉄筋間隔

通信・安全管理機器
その他測定器
測量機
レーザー測量機・ その他測量機器
墨出器

d=16mms=55mma=70mmφ 鉄筋径（mm） ＃ 鉄筋径（inch）
BS 1881：Part204 による精度± 2mm または± 5％

現在設定された鉄筋径
限界値、補正機能設定

値 ： 鉄筋表面からユニバーサルプローブまでの距離を表示します。

フ ロ ー バ ー： フローバーは、鉄筋までの距離により、伸縮します。

測定場所 No.
プローブの切替表示

ビ ー プ 音： ユニバーサルプローブが鉄筋を通過するとビープ音で知らせます。

フローバー

変ボリューム値

化音 ： ユニバーサルプローブが鉄筋に近づくにつれ連続音が高くなります。

ボリューム音： 鉄筋の方向が判断できます。

最小かぶり厚さの表示
現状のかぶり鉄筋径が推定できます。

Cyber Scan

探査した鉄筋の直上にユニバーサルプローブをセットすると、鉄筋径を簡単に推定できます。
※鉄筋径推定可能
かぶり厚さ 60mm

利用可能スケール：0.5×0.5m/1.0×1.0m/2.0×2.0m
鉄筋径表示例78

コンクリート表面からの配筋状態の確認、コンクリート表面より鉄筋までの距離測定、鉄筋径の推定ができます。鉄筋径の推定可能かぶり厚さは60mm です。

による配筋状態の透視機能
X軸（m）

Y軸（m）

縦筋の最小かぶり

カーソル
横筋
縦筋
スキャンカーの走査方向認定した鉄筋径の表示
横筋の最小かぶりグリッド機能による測定

[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（電磁誘導式）

コンクリート表面からの配筋状態の確認、コンクリート表面より鉄筋までの距離測定、鉄筋径の推定ができます。鉄筋径の推定可能かぶり厚さは60mm です。

プロフォメーター４ Ｓ型
測定項目

有害ガス検知器

プロセク

メーカー

音響・振動計測器

鉄筋探査機

05

鉄筋探査

最大測定点：100000点､最大測定場所数：72

機能

かぶり厚さの測定､鉄筋径の推定（オプション使用時）

使用温度範囲

−10 〜60℃

電源

単三乾電池×6本

電池寿命

約60時間（アルカリ電池使用時）

寸法

177（W）×175（D）×80（H）mm

重量約780g

水質測定器

メモリ容量

粉じん計・
風速計
鉄筋探査・コン
クリート試験

オプション品

用途：鉄筋の位置とかぶり厚さの測定
測定可能深さ：0 〜 120mm､測定精度：± 5mm* 鉄筋径や配筋状態により異なります。

スポットプローブ､プローブ用ケーブル

オプション品

プリンタ､テストブロック、デプスプローブ、ダイヤプローブ

オプション品

テストブロック

フェロスキャン PS200
測定項目

非破壊による鉄筋探査システム（電磁誘導方式）、コンクリート中の配筋状態を画像で表示。

鉄筋探査

イメージスキャン9枚 ＋ クイックスキャン30m

モニターメモリー容量

最小150枚（イメージスキャン）または75枚75枚（クイックスキャン）＋ 音声15分（32MBの場合）

使用温度範囲−10〜50℃

電源

バッテリー（NiMH）

電池寿命

約8時間

寸法

スキャナー：260×132×132mm､モニター：264×152×57mm
スキャナー：約1.4kg（電池含む）､モニター：約1.4kg（電池含む）

通信・安全
管理機器

注意事項

電子天秤・その他はかり

スキャナーメモリー容量

重量

土質試験機

ヒルティ

気象・水文
観測機器

鉄筋探査システム

メーカー

オプション品用途：精度の確認

その他非破壊検査機器

付属品

ダイヤプローブ

用途：鉄筋径の推定
鉄筋径推定可能かぶり厚さ：60mm

探傷・厚さ・膜厚・硬度

デプスプローブ

スポットプローブ
用途：鉄筋の位置とかぶり厚さの測定
測定可能深さ：0 〜 60mm､測定精度：± 5mm* 鉄筋径や配筋状態により異なります。

●個々の鉄筋を判別するためには鉄筋間の隙間寸法がかぶり厚より大きいことが必要です。
●鉄筋径の推定はかぶり厚６０ｍｍまで可能で、推定精度は±１規格径です。

クイックスキャン

モニター表示（イメージスキャン） モニター表示（ブロックスキャン）

スキャナー表示イメージスキャンのかぶり厚測定精度

クイックスキャン記録モードのかぶり厚測定精度

O=鉄筋はこの深さでは検知可能ですが、深さを算出することはできません。
×=鉄筋はこの深さでは検知できません。 表は鉄筋径が既知の場合の測定値を示します。

表は鉄筋径が既知の場合の測定値を示します。

その他測定器イメージスキャン・ブロックスキャン

測量機

モニター表示

スキャナー用布パック､モニター用布バック､メモリーカード､USBデータケーブル ､ ヘッドセット､バッテリーパック×2､充電器 ×2､電源コード､ソフトウェア､PSA10（600×600mm）

消耗品

接着テープ

レーザー測量機・その他測量機器
墨出器

付属品

79

05

[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（電磁誘導式）

音響・振動
計測器

鉄筋探査機

コンクリート表面からの配筋状態の確認、鉄筋までの距離（かぶり）測定ができます。分かりやすい日本語の表記です。

331 モデル B

有害ガス
検知器

メーカー

サンコウ電子研究所

測定項目

鉄筋探査

測定範囲（かぶり厚） 標準ヘッド：7 〜116mm ､ 大型ヘッド注1：18〜222mm *鉄筋径により異なる

水質測定器
粉じん計・風速計

測定精度

0〜80mm：±1mm､80mm以上：±3mm

鉄筋径表示（φ）

6､10､13､16､19､22､25､29､32､35､38､41､44､48､51､57､の16種類

使用温度範囲

0〜40℃（結露しないこと）

電源

内蔵バッテリ（リチウムイオン）電池寿命

約32時間

充電時間

フル充電約4時間

寸法

203（W）×125（D）×82（H）mm

重量約1.54kg

注１：オプション
付属品

サーチヘッド､接続コード､ACアダプタ､ACコード

鉄筋探査・コン
クリート試験

消耗品
オプション品

大型ヘッド、せん孔プローブ

備考

探傷・厚さ・膜厚・硬度

鉄筋探査機

その他非破壊検査機器

アイゼンプロスペクター EM-01
メーカー

計測技術サービス

測定項目

コンクリート表面からの配筋状態の確認、鉄筋までの距離（かぶり）測定ができます。分かりやすい日本語の表記です。

鉄筋探査

測定範囲（かぶり厚） モード1：6〜90mm､モード2：10〜180ｍｍ *鉄筋径により異なる

気象・水文
観測機器

±1mm
測定精度（かぶり厚） ±2mm
±3mm

モード1：6〜59mm､モード2：10〜 80mm
モード1：60〜69mm､モード2：80〜 119mm
モード1：70〜90mm､モード2：120〜180mm

測定範囲（鉄筋径） 推定範囲：8〜84mm *鉄筋径により異なる推定精度（鉄筋径） ±1鉄筋規格

土質試験機
電子天秤・
その他はかりデータ保存機能

最大25000点

使用温湿度範囲−10〜50℃､90％RH以下

電源

単三乾電池×6本

電池寿命

約17時間以上（アルカリ電池使用時）

寸法

本体：222×132×65mm､プローブ：110×45×25mm

重量

本体：約610g（電池含まず）､プローブ：約120g

付属品

プローブ､信号ケーブル（1.5m）､ソフトウェア､USBケーブル

消耗品
オプション品

通信・安全
管理機器

備考

その他測定器

鉄筋探査機

鉄測 EM-01A
メーカー

計測技術サービス

測定項目

鉄筋探査

測量機

測定範囲（かぶり厚） モード浅：6〜90mm､モード深：6〜180mm *鉄筋径により異なる±1mm
測定精度（かぶり厚）±2mm（鉄筋径 D10 〜 D51）
±3mm

モード浅：6〜69mm､ モード深：6〜99ｍｍ
モード浅：70〜90mm､ モード深：100〜199ｍｍ
モード浅：ー､
モード深：120〜180ｍｍ

レーザー測量機・ その他測量機器
墨出器

測定範囲（鉄筋径） 推定範囲：8〜85mm *鉄筋径により異なる推定精度（鉄筋径） ±1鉄筋規格データ保存機能

最大13000点

使用温湿度範囲−10〜50℃､90％RH以下（結露なきこと）

電源

単三乾電池×6本

電池寿命

約9時間（アルカリ電池使用時）

寸法（突起含まず） 本体：222×132×65mm､プローブ：110×45×25mm
重量

本体：約730g（電池含まず）､プローブ：約130g

付属品

プローブ､信号ケーブル（1.5m）､ソフトウェア､USBケーブル、キャリングケース

消耗品
オプション品備考

80

コンクリート表面からの配筋状態の確認、鉄筋までの距離（かぶり）測定ができます。分かりやすい日本語の表記です。

[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機

D-TECT100CNT 型
ボッシュ

測定項目

コンクリート内部の鉄筋・エンビ管等の場所を探すことができます。また、障害物の場所だけでなく、穿孔可能な深さも探知して表示してくれます。

有害ガス検知器メーカー

音響・振動計測器

ウォールスキャナー

05

鉄筋探査

鉄筋､非鉄金属､塩ビパイプ､CD管､電線､木材

最大測定範囲

100mm

測定精度

中心部：±5mm､穴あけ深さ：±5mm最小測定間隔40mm

使用温度範囲−10〜50℃

電源

単三乾電池×4本

電池寿命

約13時間（アルカリ電池使用時）

寸法

98（W）×100（D）×273（H）mm

重量約800g

水質測定器

測定対象物

■操作はカンタン！誰が使っても正確な探知が可能！

感知感度レベルを 7 段階に調整可能

ダイレクトモード

材料によって選べる2つの探知モード

大型液晶画面に操作手順をアニメーション表示。

粉じん計・風速計■ダイレクトモードの追加、探知感度レベルの7段階調整で信頼度アップ！
すべての障害物のシグナルをキャッチする

鉄筋探査・コン
クリート試験

探知結果は一目瞭然！

その他非破壊検査機器

新たに追加された『ダイレ 障害物の幅・深さを探知するモードは、クトモード』は、すべての 表面の材料に選べる 2 つのモードを搭
障害物からの反応の強弱を 載。さらにそれぞれに感度レベルを 7 段棒グラフで表示します。
階に調整可能。これにより多くの現場で障害物の幅・深さを探知す 安定した探知結果を得ることができます。
る『モード 1』・
『モード 2』 『モード 1』…打設後 3 ヶ月以上経過しと合わせて使用することで、 たコンクリート等の乾燥した材料。
より信頼度の高い探知結果 『モード 2』…打設後 3 ヶ月未満のコン
クリート、ALC、石こうボード等の湿度を得ることができます。の影響を受けやすい材料、中空壁。

探傷・厚さ・
膜厚・硬度

測定結果表示
①本体位置
②壁の表面
③障害物
④穴あけ可能深さ⑤本体中心線⑥探知感度レベル表示

付属品
消耗品

気象・水文
観測機器

オプション品
備考

D-TECT150CNT 型
測定項目

鉄筋探査

最大測定範囲

150mm

探知精度

中心部：±5mm

深さ精度

乾燥したコンクリート：±5mm､湿ったコンクリート：±10mm

最小測定間隔40mm

使用温度範囲−10〜50℃

電源

単三乾電池×4本

電池寿命

約5時間（アルカリ電池使用時）

寸法

97（W）×120（D）×220（H）mm

重量約700g■操作はカンタン！誰が使っても正確な探知が可能

その他測定器鉄筋､非鉄金属､塩ビパイプ､CD管､電線､木材

通信・安全管理機器■探知結果は一目瞭然

ボッシュ

測定対象物

電子天秤・その他はかり

メーカー

コンクリート内部の鉄筋・エンビ管等の場所を探すことができます。また、障害物の場所だけでなく、穿孔可能な深さも探知して表示してくれます。

土質試験機

コンクリート探知器■材料によって選べる7つの探知モード

測量機

A： 本体位置
B： 壁の表面C： 障害物
D： 対象物までの深さ
E： 本体中心線
F： 探知モード
G： 対象物材質
H： 通電線表示
I： シグナル音表示
J： 電池残量
K： LED ライト

レーザー測量機・その他測量機器
墨出器

付属品
消耗品
オプション品
備考81

05[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機 他

音響・振動計測器

シュアサーチ

コンクリート表面から約 100mmまでの範囲で鉄筋の有無を手軽に測定できます。

SS-30

有害ガス
検知器

創電社

メーカー

測定項目

鉄筋探査

水質測定器

測定範囲

例 φ16mmの鉄筋を約100mm隔て感知

メータ表示目盛0〜100検出信号

メータの指針の振れ

電源

9V乾電池×1本

電池寿命

約50時間（アルカリ電池使用時）

寸法

60（W）×210（D）×120（H）ｍｍ

重量約830g

粉じん計・風速計

付属品
消耗品
オプション品

鉄筋探査・コン
クリート試験

備考

探傷・厚さ・膜厚・硬度
その他非破壊
検査機器

トランスポインタ

壁や床の裏側のポイントを的確に把握できます。

PX10
メーカー

ヒルティ

気象・水文
観測機器

標準測定範囲測定項目

鉄筋探査

0.55〜1.35m（測定する壁または床の厚さ）

土質試験機

平面位置測定精度

200mmにつき±8mm（1mまで）

厚さ測定精度

壁や床厚の±5％

使用温度範囲−20〜55℃

電源

9V乾電池×1個 *トランスミッタ、レシーバー共に電池寿命約17時間（アルカリ電池使用時）

寸法

トランスミッタ：160×95×33mm､レシーバ：210×95×33mm

重量（電池含む）

トランスミッタ：約240g､レシーバ：約275g

電子天秤・
その他はかり通信・安全
管理機器

コンクリートスラブの下面のポイントを上 床の高さの違う部屋間での X 線検査時のフィルム位置決面から探し当てるために。（銅製デッキを用 貫通口の位置決めに。
めに。
いた合成スラブ構造での探査には使用できません）

その他測定器付属品

レシーバ､傾斜アダプタ

消耗品

粘着ペースト､粘着バンド

鉄筋探知器

測量機

PS35
メーカー

ヒルティ

測定項目

鉄筋探査

レーザー測量機・ その他測量機器
墨出器

探査範囲 ( 鉄類 )鉄筋径φ6〜8mm：5〜100mm､鉄筋径φ8mm以上：5〜120mm

探査範囲 ( 非鉄類 )パイプ外形10mm以上､パイプ肉厚2mm以上：5〜80mm

対象物の最小間隔

測定深度5〜55mm：35mm､測定深度55mm以上：深さの1.5倍以上

測定精度（鉄類）

測定深度5〜60mm ：±３mm､測定深度60〜80mm：±5mm
測定深度80〜100mm：±7mm､測定深度100〜120mm：±11mm

使用温度範囲−15〜50℃

電源

単4乾電池×４本

電池寿命

約8時間

寸法

237×104×47mm

重量約450g

付属品ソフトポーチ､マーキングペン

消耗品
オプション品
備考

82

探知対象物の位置確定と鉄筋のかぶり厚測定に最適の探知器。

[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（レーダ方式）

コンクリート内部の状況を確認できます。鉄筋やガス・水道管（金属・非金属）、空洞などが推定できます。取得したデータは対象物の位置や深さを画像に表示し記録できます。

NJJ-85A
日本無線

測定項目

有害ガス検知器メーカー

音響・振動計測器

ハンディサーチ

05

鉄筋探査

測定方式

レーダ方式（画面モニタ方式）

測定物

鉄筋､塩ビ管､空洞等

深度スケールcm補正表示および時間（ns）表示

ピッチ

表面方向：8cm以上の間隔（鉄筋径10mmφのものが深さ6cmにある場合）

測定距離10m（1画面は50cmで20画面分）

ディスプレイ

液晶表示

画像処理マニュアル表面波処理､ピーク処理､原画再生処理､固定表面波処理､減算処理

最大走査速度電源

約40cm/s *速度アラーム付
バッテリーパック（リチュームイオン）*充電時間：約2.5時間

電池寿命

本体：約2時間､プリンタ：約1時間

寸法149（W）×216.3（D）×147（H）mm
約1kg←ハンディサーチ走行距離

測定深度↓

BA モード表示例
垂直断面図と波形表示の両表示により、深度を正確に測定できます。

画面マーカ表示例
画面マーカの設定により、最大 7 点まで距離と深度を表示できます。

探傷・厚さ・膜厚・硬度

測定深度↓

鉄筋探査・コンクリート試験←ハンディサーチ走行距離

8段調モノクロ､ライト付
粉じん計・
風速計

重量

●測定データ記録例

水質測定器

かぶり厚（測定深度） 0.5〜20cm（鉄筋径6mmφ以上）

その他非破壊
検査機器

バッテリーパック×3､充電器､ACケーブル､インターフェイスケーブル､プリンタ

消耗品

記録紙

オプション品

データ転送用PDA､RCレポートメーカ

気象・水文
観測機器

付属品

日本無線

測定項目

電子天秤・
その他はかりコンクリート内部の状況を確認できます。鉄筋やガス・水道管（金属・非金属）、空洞などが推定できます。取得
したデータは対象物の位置や深さを画像に表示し記録できます。

NJJ-95A
メーカー

土質試験機ハンディサーチ

鉄筋探査

測定方式

レーダ方式（画面モニタ方式）

測定物

鉄筋､塩ビ管､空洞等

かぶり厚（測定深度） 0.5〜20cm（鉄筋径6mmφ以上）
cm補正表示および時間（ns）表示
表面方向：8cm以上の間隔（鉄筋径10mmφのものが深さ6cmにある場合）

測定距離15m（1画面は50cmで30画面分）
カラーTFT液晶（640×480ドット）

画像処理

マニュアル表面波処理､ピーク処理､原画再生処理､固定表面波処理､減算処理

最大走査速度

約40cm/s *速度アラーム付
CFメモリーカード対応
バッテリーパック（リチュームイオン）*充電時間：約2.5時間
本体：約2時間､プリンタ：約1時間

寸法／重量

149（W）×216.3（D）×147（H）mm / 約1.1kg

測量機

電源
電池寿命

その他測定器ディスプレイメモリーカード

通信・安全管理機器

深度スケール
ピッチ●測定データ記録例

垂直断面図（B モード）と波形表示（A モード）の両表示により、深度を正確に測定できます。また、反射対象物の種類（鉄筋、空洞等）の推定も可能です。

測定深度↓測定深度↓
付属品←ハンディサーチ走行距離

BA モード表示例

レーザー測量機・その他測量機器
墨出器←ハンディサーチ走行距離

画面マーカ表示例
面図マーカの設定により、最大 7 点まで距離と深度を表示できます。

バッテリーパック×3､充電器､ACケーブル､インターフェイスケーブル､プリンタ､CFカード

消耗品

記録紙

オプション品RCレポートメーカ､3次元可視化ソフトRadar 3D Light

83

05

[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（レーダ方式）

音響・振動計測器

ハンディサーチ

NJJ-95B

有害ガス検知器

日本無線メーカー

鉄筋探査

水質測定器

レーダ方式

測定物

鉄筋､塩ビ管､空洞等

かぶり深度

5〜300mm（コンクリートの比誘電率6.2､鉄筋径6mm以上で上端筋の場合）

かぶり分解能浅モード：約1mm､深モード：約2mm

水平方向分解能

深度75mm未満にある探査対象物：75mm以上
深度75mm以上にある探査対象物：深度以上の間隔

最大探査距離15m

粉じん計・風速計

画像処理

探査深度↓

鉄筋探査・コンクリート試験←ハンディサーチ走行距離

測定項目

測定方式

探査時

リアルタイム自動表面波処理､リアルタイムマニュアル減算処理

非探査時 マニュアル表面波処理､ピーク処理､原画再生処理､固定表面波処理､減算処理

ディスプレイ

TFTカラー液晶（640×480ドット）

最大走査速度

約40cm/s､速度超過ブザーあり

データ保存機能

コンパクトフラッシュにデータ保存

使用温度範囲0〜50℃

電源

バッテリーパック

電池寿命

約1.5時間

寸法 / 重量

149（W）×216（D）×147（H）mm / 約1.1kg（バッテリーパック含む）

探傷・厚さ・膜厚・硬度

ハンディサーチ

その他非破壊検査機器

NJJ-105
メーカー

日本無線

測定項目

鉄筋探査

気象・水文
観測機器

探査深度↓

土質試験機

測定方式

レーダ方式

測定物

鉄筋､塩ビ管､ 空洞等

かぶり深度

5〜300mm（コンクリートの比誘電率6.2､鉄筋径6mm以上で上端筋の場合）

標準・BAモード表示例

かぶり分解能浅モード：約1mm､深モード：約2mm←ハンディサーチ走行距離

水平方向分解能

深度75mm未満にある探査対象物：75mm以上
深度75mm以上にある探査対象物：深度以上の間隔

水平方向距離分解能

2.5mm

最大探査距離15m

画像処理

探査時

リアルタイム自動表面波処理､リアルタイムマニュアル減算処理､リアルタイムユーザー表面波処理

非探査時 固定表面波処理､ユーザー表面波処理､減算処理､マニュアル表面波処理､平均波処理､ピーク処理､原画再生処理

電子天秤・
その他はかりディスプレイ

TFTカラー液晶（640×480ドット）

最大走査速度

約40cm/s、速度超過ブザーあり

探査データ保存機能 CFカードにデータ保存。メモリ容量1GB使用時約200本（15m探査データをバイナリ形式で保存）
使用温度範囲0〜50℃

通信・安全管理機器

電源

バッテリーパック *充電時間：約2.5時間

電池寿命

約1.5時間

寸法 / 重量

149（W）×216（D）×147（H）mm / 約1.2kg（バッテリーパック含む）

その他測定器●ハンディサーチの操作方法
コンクリートの断面を画像として表示するので探査対象に対して直角に交わる方向に操作をします。鉄筋断面が山形の画像に変わって表示されます。

浅・Bモード表示例
探査深度↓

測量機

←ハンディサーチ走行距離

レーザー測量機・ その他測量機器
墨出器付属品深・BAモード表示例

バッテリーパック×3､充電器､ＡＣケーブル､インターフェイスケーブル､プリンタ､CFカード､プリンタ用バッテリｰパック(105のみ)､プリンタ用充電器(105のみ)

消耗品

記録紙

オプション品RCレポートメーカ､3次元可視化ソフトRadar 3D Light

備考

84

コンクリート内部の状況を確認できます。鉄筋やガス・水道管（金属・非金属）、空洞などが推測できます。取得
したデータは対象物の位置や深さを画像に表示し記録できます。

[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（レーダ方式）

ハンディサーチ用のソフトです。報告書作成時間を大幅に削減し、データ添付がきれいで簡単にできます。
測定結果をパソコンの画面で見ることができます。画像処理やマーキングがパソコンで効率良く作業でき、編集結果をそのまま保存できます。NJJ-105、95B、95A、85Aに対応（Ver.6 以降）

RC レポートメーカ
日本無線

測定項目

有害ガス検知器メーカー

音響・振動計測器

報告書作成支援ソフト

05

ー

報告書作成の効率化
水質測定器●測定結果をパソコンの画面で見ることができます。
●画像処理やマーキングがパソコンで効率良く作業できます。
●画像処理やマーキングをした編集結果をそのまま保存できます。
●編集結果を JPEG 化。マーカ情報を自動でリスト化します。

粉じん計・風速計
鉄筋探査・コン
クリート試験
探傷・厚さ・膜厚・硬度
その他非破壊検査機器

プロテクトキー

気象・水文
観測機器

付属品
消耗品
オプション品
備考

土質試験機

３次元可視化ソフト

Radar 3D-Light
メーカー

日本無線

測定項目

電子天秤・その他はかり

色によるわかりやすい深度表示で複雑配管の状態把握が容易になります。任意位置の B モード画像も表示可能です。NJJ-105、95B、95Aに対応（Ver.6 以降）

ー

通信・安全管理機器

連続カラー表示と深さ範囲外のグレー表示（例）
色による深度表示

深度中モード深度浅モード色による深度表示
その他測定器
測量機

付属品

レーザー測量機・その他測量機器
墨出器

範囲外のためグレー表示●画像のフォーカスを合わせるだけで、かぶり厚さがわかります。
●深度範囲は浅・中・深の 3 段階表示（範囲内の深さのみカラー表示）。

プロテクトキー､ 座標シート

消耗品
オプション品
備考85

05[鉄筋探査・コンクリート試験]

鉄筋探査機（レーダ方式）

音響・振動
計測器

埋設物探査システム

非 破 壊で鉄 筋・PC 鋼 線・塩ビ管・ケーブルなどを探査。電磁波レーダによる埋設物探査システム。

X-Scan PS1000

有害ガス検知器

メーカー

水質測定器

PS1000 モニター

粉じん計・風速計
鉄筋探査・コン
クリート試験

PS1000 スキャナー

探傷・厚さ・膜厚・硬度

NETIS 登録商品：CB-110039-A

ヒルティ

測定項目

鉄筋探査

測定方式

電磁波レーダー法

測定物

鉄筋､PC鋼線､塩ビ管､ケーブル等

探査深さ

300mm *スキャンモード､スキャン対象のサイズと種類､および母材の状態により異なる

鉄筋位置探査精度±5mm

かぶり厚探査精度±5mm（かぶり厚50〜200mm）

鉄筋間隔 ( ピッチ ) の識別
能力 ( 走査方向の分解能 )かぶり厚さが75mm未満の場合：75mm以下の鉄筋間隔を測定可能
かぶり厚さが75mm以上の場合：かぶり厚さの距離以下の鉄筋間隔を測定可能

距離測定の測定精度

1%

最大スキャン速度0.5m/秒

最小スキャン長さ320mm

最大スキャン長さ
メモリー容量10m *クイックスキャン記録時
メモリーカード：約200回のスキャン､内部メモリー：約10回のスキャン測定データ保存

SDメモリーカード／内部メモリー

使用温度範囲−10〜50℃

電源

バッテリーパック

電池寿命

スキャナー：約4時間､モニター：約2時間

寸法

スキャナー：318×190×143mm､モニター：292×208×65mm

重量

スキャナー：約2.5kg､モニター：約2.3kg

その他非破壊
検査機器
気象・水文
観測機器
土質試験機

特長電子天秤・
その他はかり●クイックスキャン探査●クイックスキャン記録

・スキャナー単体でその場で探査完了
・埋設物位置・かぶり厚さはスキャナー画面上に表示され、その場で確認
・埋設物の配列を平面図で確認可能

・クイックスキャンデータを最長 10m まで記録
・埋設物の位置状況を平面図と 3D 画像で表示

クイックスキャン探査はその場で確認

3D 表示で複数層の埋設物や奥行きを素早く確認

通信・安全管理機器●イメージスキャン
・広範囲の探管（1200 × 1200mm まで）・埋設物の位置状況を平面図と 3D 画像で表示（3D 画像はモニターとパソコン上で表示）
・かぶり厚さは断面図で簡単に測定
・2 層目の埋設物も探査可能

その他測定器
測量機
レーザー測量機・ その他測量機器
墨出器

86

平面図で配筋・配管状態を断面図でかぶり厚さを素早
く確認

付属品

ソフトウェア､SDカード､バッテリーパック ×2（スキャナー用）､バッテリーパック（モニター用）､接続ケーブル､電源アダプタ､布バック（モニター用）､
方眼紙PSA12（600×600mm）､方眼紙PSA14（1200×1200mm）

消耗品（方眼紙PSA12（600×600mm））､（方眼紙PSA14（1200×1200mm））*追加補充の場合のみ有料となります､粘着テープ

オプション品
備考◆（）の付いている消耗品は、追加補充の場合のみ有料となります。