静電容量式レベルスイッチ TS
CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

URL：http://www.towa-seiden.co.jp/

シリーズ

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

静電容量式レベルスイッチ
Point ①

電極部の保護等級【 IP67 】

・電極部は耐塵構造、防浸構造を取得
・業界屈指のシール構造

Point ③長寿命

・駆動部が無い為消耗部品が無い

液体・粉体測定可能

Point ②

感度調整可能・様々な測定物に対して１つのアンプで対応が可能

1

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

動作原理

静電容量式レベルスイッチは、電極（接地電極、検知電極）と電子回路によって、電極がコンデンサとなるような構成になっています。
さらに、接地電極がタンクに接触することでタンクも含めたコンデンサを形成します。
コンデンサの容量値を決める条件には、形状、寸法、配置、周囲条件などありますが、測定物の比誘電率（＊1）以外の条件が同一であれば、測定物の比誘電率の違いによってコンデンサの容量値が決まります。
測定物を空気とした場合の容量値を基準とすれば、比誘電率の異なる測定物によってできる容量値との差を判別することができます。
また、比誘電率の異なる2つの測定物の一方を基準とすることで2つの測定物を判別することもできます。
本製品は、測定物の静電容量値を検出し信号を出力します。
＊1

比誘電率とは、コンデンサの両極間をある絶緑物（誘電体）で満たした時の静電容量とこれを取り除き真空にした時の静電容量との比で、物質の種類により定まる定数。

納入実績紹介～ 粉体・液体・粒体などのあらゆる測定物の検知が可能 ～ひまわりの種

菜種

原油

原油

脱莢装置
摘出

押圧装置

蒸発

ヘキサンタンク

復水タンク

蒸気＊微粉で比重が軽い場合でも使用可能＊（例.灰、木質ペレット、セメント 等）＊スラリー状の液体も測定可能＊（例.汚泥、水あめ、塗料、ケチャップ、コーンスターチ、食塩 等）＊その他にも納入実績は多数ありますので、営業担当者までお問合せ下さい。

2

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

TSA型 ～一体型～
特徴

感度調整可能４種類の感度調整が可能な為、幅広い測定が可能。
（高感度、一般感度、低感度、超低感度）

感度切替
ディップスイッチ

センサー

TSA型標準仕様
センサー

電 源 電 圧

AC100/200V＊注1−10%～＋20%（50/60Hz）

電 極 材 質SUS304＊注2

絶縁体材質

ポリアセタール

消 費 電 力2.0VA

出力

1C リレー AC250V 3A（抵抗負荷）
DC30V 3A（抵抗負荷）

使 用 圧 力980kpa保 護 等 級

IP65（本体ケース部） /塗装色

許 容 温 度
タイマー機能IP67（電極部）

マンセル 10YR7.5/14
タンク外−10～60℃/ タンク内ONディレイ タイマー時間−10～80℃

0～10秒（可変）＊注1：DC24Vが必要時は【 TSD型 】となります。
＊注2：【 SUS316 】の製作も可能です。詳しくは営業担当者迄、お問合せ下さい。

3

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCHTSS型 ～分離型～
特徴

振動に強いセンサー部と変換器を分離する事で、タンクの振動に影響を受けにくい為、振動破損の可能性が低い。

安全性の考慮

タンク等に登らなくても、離れた場所から感度調整が可能な為、現場作業員の安全確保が可能。

（変換器）TSS-RB1

2芯シールド線で配線（推奨）
MVVS 0.5sq 2芯センサー

TSS型

標準仕様
センサー

変換器（TSS-RB1）

電 源 電 圧－

AC100/200V＊注1−10%～＋20%（50/60Hz）

電 極 材 質SUS304＊注2

－

絶縁体材質

ポリアセタール－

消 費 電 力－

2.0VA

出－

1C リレー AC250V 3A（抵抗負荷）
DC30V 3A（抵抗負荷）

使 用 圧 力980kpa－

保 護 等 級

IP65（本体ケース部）/IP67（電極部）

屋内仕様

塗力装色

許 容 温 度
タイマー機能マンセル 10YR7.5/14
タンク外
タンク内

−10～60℃−10～80℃－

タンク外-10～60℃

ONディレイ タイマー時間0～10秒（可変）＊注1：DC24Vが必要時は【 TSS-RB2 】となります。
＊注2：【 SUS316 】の製作も可能です。詳しくは営業担当者迄、お問合せ下さい。

4

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

TSE型 ～本質安全防爆型～
特徴

本質安全防爆構造（i3nG5）
労検番号(センサー)『第T68867号』
労検番号(変換器)  『第T68850号』

感度調整可能４種類の感度調整が可能な為、幅広い測定が可能。
(高感度、一般感度、低感度、超低感度)（変換器）TSE-RBE

3芯シールド線で配線（推奨）
MVVS 0.5sq 3芯

感度切替
ディップスイッチ
センサー

TSE型

センサー

変換器 （TSE-RBE）

電 源 電 圧－

AC105/210V＊注1±10% （50/60Hz）

電 極 材 質SUS304＊注2－

絶縁体材質

ポリアセタール－

消 費 電 力－

5.0VA

出－

1C リレー AC250V 5A（100VA以下）
DC30V 5A（100W以下）

使 用 圧 力980kpa－保 護 等 級

IP65（本体ケース部）
IP67（電極部）

屋内仕様

塗力装色

許 容 温 度
タイマー機能5共通仕様

マンセル 10YR7.5/14
タンク外
タンク内

−10～40℃−10～80℃

タンク外－

ONディレイ タイマー時間
0～5秒（可変）＊注1：DC24Vの製作は出来ません。
＊注2：【 SUS316 】の製作も可能です。詳しくは営業担当者迄、お問合せ下さい。

−10～60℃

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

外形図 ～標準品～※外形図は弊社ホームページよりダウンロードが無料で可能です。
（URLは表紙を参照）

TSA型

TSS型 センサー

TSE型 センサー

TSSーRB1

TSEーRBE変換器

変換器

6CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

A1SA Type ～標準棒状電極ねじ込み取付～
TSA-A1SA-□□□

TSS-A1SA-□□□

TSE-A1SA-□□□〜一体型〜〜分離型〜〜本質安全防爆型〜

A1SA型

共通仕様
TSA / TSS / TSE − A1SA − □□□＊注1

L

寸取法

250mm（標準寸法） ＊100mmから50mm刻みで製作可能

付

ねじ込み R1"＊注1：□□□にはL寸法の数字が入ります。L＝250mmの場合は□□□には【025】が入ります。

オプション紹介① 取付ねじ込みサイズを変更したい。
⇒R1"をＲ3/4"へ変更が可能（ TSA / TSS / TSE - A2SA - □□□ ）⇒R1"をその他サイズへ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A6SA - □□□ ）② タンク内に入る電極部分の寸法を微調整したい。
⇒取付ネジ部スライド仕様(サイズ R1")に変更が可能（ TSA / TSS / TSE - A3SA - □□□ ）⇒スライド仕様の取付サイズをR1"をその他サイズへ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A7SA - □□□ ）7③ 取付方法をねじ込みからヘルールに変更したい。
⇒ねじ込みR1"をヘルール2S"へ変更が可能（ TSA / TSS / TSE - A5SA - □□□ ）⇒ねじ込みR1"をヘルールその他サイズへ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A9SA - □□□ ）CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

A4SA Type ～標準棒状電極フランジ取付～
TSA-A4SA-□□□

TSS-A4SA-□□□

TSE-A4SA-□□□〜一体型〜〜分離型〜〜本質安全防爆型〜

A4SA型

共通仕様
TSA / TSS / TSE − A4SA − □□□＊注1L寸取法

250mm（標準寸法） ＊100mmから50mm刻みで製作可能

付

フランジ 5K65A アルミ＊注1：□□□にはL寸法の数字が入ります。L＝250mmの場合は□□□には【025】が入ります。

オプション紹介① フランジサイズを変更したい。
⇒5K65A（アルミ）をその他サイズへ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A8SA - □□□ ）＊5K65A以外のサイズに変更時、材質はSUS304に変更となります。
但し、5K50Aのみはアルミでの製作が可能となります。
＊電極材質がSUS316の場合はフランジ材質も同様にSUS316に変更となります。
② タンク内に入る電極部分の寸法を微調整したい。
⇒取付フランジ部スライド仕様に変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A7SA - □□□ ）＊フランジサイズ及び材質をご指定下さい。

8

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

B1SA Type～耐熱標準棒状電極                       ねじ込み取付～

TSA-B1SA-□□□

TSS-B1SA-□□□

TSE-B1SA-□□□〜一体型〜〜分離型〜〜本質安全防爆型〜

B1SA型

共通仕様
TSA / TSS / TSE − B1SA − □□□＊注1

L

寸取法

250mm（標準寸法） ＊100mmから50mm刻みで製作可能

付

ねじ込み R1"

絶縁体材質
許容温度

テフロン
タンク内

−10〜150℃＊注1：□□□にはL寸法の数字が入ります。L＝250mmの場合は□□□には【025】が入ります。

オプション紹介① 使用温度150℃より高い温度で使用したい。
⇒Max.150℃をMax.200℃へ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - C1SA - □□□ ）⇒Max.150℃をMax.400℃へ変更が可能 （ TSA / TSS - D1SA - □□□ ）＊本質安全防爆構造(TSE型)はMax.200℃以上は製作が出来ません。
② 取付ねじ込みに関するオプション仕様は【 P7 オプション紹介 】を、取付フランジに関するオプション仕様は【 P8 オプション紹介 】を参照下さい。
⇒P7、P8のオプション紹介内容はB1SAで製作可能です。

9

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

A1WA Type ～標準ワイヤーねじ込み取付～
TSA-A1WA-□□□

TSS-A1WA-□□□

TSE-A1WA-□□□〜一体型〜〜分離型〜〜本質安全防爆型〜

A1WA型

共通仕様
TSA / TSS / TSE − A1WA − □□□＊注1L寸取法

1000mm（標準寸法） ＊800mmから50mm刻みで製作可能

付ねじ込み R1"

ワイヤー 径φ5＊注1：□□□にはL寸法の数字が入ります。L＝1000mmの場合は□□□には【100】が入ります。

オプション紹介① ワイヤー強度を強くして欲しい。
⇒φ5をφ8へ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A1WB - □□□ ）② 取付位置を横から取付をしたい。
⇒基本は天板からの取付ですが、横取付へ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A1WZ - □□□ 特殊 ）③ 取付ねじ込みに関するオプション仕様は【 P7 オプション紹介 】を、取付フランジに関するオプション仕様は【 P8 オプション紹介 】を、耐熱仕様に関するオプション仕様は【 P9 オプション紹介】参照下さい。
⇒P7、P8、P9のオプション紹介内容はA1WAで製作可能です。

10

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

A8FA Type～標準棒状電極テフロン被覆
フランジ取付～TSA-A8FA-□□□

TSS-A8FA-□□□

TSE-A8FA-□□□〜一体型〜〜分離型〜〜本質安全防爆型〜

A8FA型

共通仕様
TSA / TSS / TSE − A8FA − □□□＊注1L寸法

取付取付

250mm（標準寸法） ＊100mmから50mm刻みで製作可能
フランジ 5K65A

SUS304テフロン被覆チューブ＊注1：□□□にはL寸法の数字が入ります。L＝250mmの場合は□□□には【025】が入ります。

オプション紹介① 取付方法をねじ込みに変更したい。
⇒フランジ 5K65A をねじ込みR1"へ変更が可能（ TSA / TSS / TSE - A1FA - □□□ ）⇒フランジ 5K65A をねじ込みその他サイズへ変更が可能 （ TSA / TSS / TSE - A6FA - □□□ ）② フランジサイズを変更したい。
⇒5K65A（SUS304）
をその他サイズへ変更が可能(型式の変更はありません。
サイズをご指定下さい。)＊材質はSUS304かSUS316のご指定が可能

11③ 耐熱仕様に関するオプション仕様は【 P9 オプション紹介】参照下さい。
⇒P9のオプション紹介内容はA8FAで製作可能です。
但し、Max.200℃迄となります。

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCHA4XA Type ～標準フラットフランジ取付～
A8XZ Type ～特殊フラットフランジ取付～
TSA-A4XA

TSS-A4XA

TSE-A8XZ〜一体型〜〜分離型〜〜本質安全防爆型〜

A4XA型・A8XZ型

L

寸取

共通仕様

TSA / TSS − A4XA＊注1

TSA / TSS / TSE − A8XZ

法

55mm55mm付

フランジ 5K65A アルミ

フランジ 5K65A

SUS304＊注1：A4XA型は本質安全防爆構造（TSEシリーズ）での製作は出来ません。

オプション紹介① フランジサイズを変更したい。
⇒5K65A(アルミ)を5K50A(アルミ)へ変更が可能（TSA / TSS - A8XA）⇒5K65A(アルミ)を5K50A(SUS304)へ変更が可能 （TSA / TSS / TSE - A8XZ）＊5K65Aの材質をアルミからSUS304へ変更が可能 （TSA / TSS / TSE - A8XZ）＊5K50A、5K65A以外のサイズは製作しておりません。
＊電極材質がSUS316の場合はフランジ材質も同様にSUS316に変更となります。
＊A4XA、A8XZは取付ねじ込み仕様は製作しておりません。
② 耐熱仕様に関するオプション仕様は【 P9 オプション紹介】参照下さい。
⇒P9のオプション紹介内容はA4XA、A8XZで製作可能です。
＊テフロン被覆はA4XA、A8XZでは製作しておりません。

12

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

静電容量式レベルスイッチ 型式表

T S ■ ー ■ ■ ■ ■ ー ■ ■ ■L寸法＊単位:cm

0 2 5L＝250mm

2 0 0L＝2000mm
電極

SA

標準棒状電極WA

標準ワイヤー φ5WB

準標準ワイヤー φ8FA

標準棒状電極テフロン被覆

SZ

特殊棒状電極GA

耐荷重棒状電極

WZ

特殊ワイヤー

XA

標準フラットXZ

特殊フラットFZ

特殊棒状電極テフロン被覆

GZ

特殊耐荷重棒状電極

1

ねじ込み取付R1

2ねじ込み取付

R3/4

3

スライドねじ込み取付

4

フランジ取付

5K65A アルミ

5ヘルール取付

2S

6ねじ込み取付 その他サイズ

取付

R1

7

スライドねじ込み（フランジ）取付 その他サイズ

8

フランジ取付 その他サイズ、材質

9ヘルール取付 その他サイズ
被測定物温度A

MAX.80℃

B

MAX.150℃

C

MAX.200℃

D

特殊耐熱

A

一体型

AC電源

D

一体型

DC電源
特殊センサー構造

F一体型

S分離型

E

本質安全防爆型

1非防爆用変換器

AC100/200V

2

非防爆用変換器

DC24V

E

本質安全防爆用変換器

静電容量式レベルスイッチ 型式表

T S ■ ー R B ■仕様
変換器の種類13S

非防爆

TSS型検出器の信号変換用

E

本安型

TSE型検出器の信号変換用

AC105/210V

CAPACITANCE TYPE LEVEL SWITCH

取付例・取付上の注意事項＊その他の取付上の注意事項は取扱説明書を参照下さい。
弊社ホームページよりダウンロードが無料で可能です。
（URLは表紙を参照）
ワイヤー電極製品を並べて使用する
場合は500mm以上離して設置

ワイヤー電極製品はタンク内壁より500mm以上離して設置測定物が直接落下する場所は注意して設置

500mm以上

500mm以上

棒状電極製品を並べて使用する場合は250mm以上離して設置

250mm以上

100mm以上

10mm以上感知部
10mm以上感知部

デットストックには注意して設置
粉体、粒体を検出時はブリッジに注意して取付

センサ接地電極はタンク内壁(又はノズル)より10mm以上突出して設置

棒状電極製品は保護板（又はタンク内壁）より電極は100mm以上離して設置

14

機種選定シート＊FAX番号は下記に記載しております。

会社名
お客様情報

氏

名

電話番号
FAX番号
□ 型式（） □ 無し

□ シリアルNo.（） □ 無し

希望機種型式

希望台数

台数（名称（状態□ 液体

比重（） □ 不明

誘電率（） □ 不明

付

着

□ 無し

□ 有り
（多）

腐食性

□ 無し

□ 有り

測定物
詳細

使用環境
詳細その他）台） □ 不明
□ 固体

□ その他（□ 有り（中）） □ 不明

□ 有り
（少）

□ 不明
□ 不明

動粘度（液体の場合記入） （） □ 不明

粘度（液体の場合記入）（） □ 不明

粒径（粉体の場合記入）（） □ 不明

タンク図

□ 有り

□ 無し

レベルスイッチ取付位置図□ 有り□ 無し

測定物投入口の位置図

□ 有り

□ 無し

取付方向

□ 水平

□ 垂直

取付サイズの指定

□ 有り
（用途

□ 上限

振動の有無

□ 有り

□ 無し

結露の有無

□ 有り

□ 無し

温度範囲（min～max）（タンク内 ：℃ タンク外 ：℃）

□ 常温

□ 不明

圧力範囲（min～max）（タンク内 ：MPa タンク外 ：MPa）

□ 常圧

□ 不明

取付場所

□ 屋内

電

□ AC ：（源□ その他（） □ 不明） □ 無し

□ 下限

□ その他（） □ 不明

□ 屋外□ 不明）V□ DC ：（）V□ 不明※製品改良の為に記載事項は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。※製品についてのお問い合せは下記の担当営業にお申し付け下さい。

代理店/AgentURL http://www.towa-seiden.co.jp/〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3番5号TEL.06-6340-5522  FAX.06-6340-5519

2020.2.5000