ブルガリア語版 18-01（E2））
2020/02/03(1st Edition)Идентификационен номер: 229AABZX00114000

Контролирано медицинско изделие – Композитен материал за изрязване в дентални САМ машиниKZR-CAD HR BLOCK3GAMMATHETA[Индикации]Инлеи, онлеи, корони

4. Тъй като холдъра е вдаден на 0,5 мм под повърхността на блока за максимално добро свързване, ако холдърът бъде докоснат приработа от фрезера на САМ, блокът може да се отдели по време на рязане. Обърнете внимание на това при превюто на програмата.
5. Обработете с пясъкострйник всяка зона, ангажирана в бъдещата адхезия при около 0,2 до 0,3 МРа с около 50 μm алуминиев оксид.
След изпробване на конструкцията, почистете с ец гел (ортофосфорна киселина), измийте и подсушете, за да премахнете всекиинхибитор на адхезията - протеините от слюнката, например. Ако пясъкоструенето е осъществено след клиничните проби,почистването с ец-гел не е необходимо.
6. Зоните на реставрацията, ангажирани в адхезията е необходимо да бъдат обработени със силанизиращ свързващ агент *3.
7. След изсушаването на праймъра/силана използвайте подходящ композитен цимент, предвид адхезивността му и естетичнитеизисквания - цвят и опалесценция на възстановителния материал.
8. Следвайте инструкциите за работа на избрания цимент.
9. Не използвайте глас-йономерен цимент, подсилен със смола за циментиране на този продукт.

[Свързани продукти][Контраиндикации и забрани]ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ИЗВЪН ПОСОЧЕНИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ!
ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА НА ПАЦИЕНТИ С ДАННИ ЗА АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ КЪМ ТОЗИ ПРОДУКТ ИЛИПРОИЗВОДНИ НА МЕТАКРИЛОВАТА КИСЕЛИНА, ИЛИ КЪМ МЕТАКРИЛАТЕН МОНОМЕР!

[Форма, състав и принципи]1. ФормаБлок

*1 Диамантени Полиращи・C&B Diamond Polisher
・C&B Nano Diamond Polisher*2 Лабораторни композити и характеризиращи бои・Luna-Wing・TWiNY*3 Праймъри, съдържащи силан・Multi Primer Repair Liquid One[Предупреждения](1)(2)(3)(4)bacПиедестал. Холдър(Размери в mm)

Тип блокMediumLarge(a) ширина1214.5(b) височина
1414.5(c) дълбочина1818

2. Цветове: A2, A3, A3.5
3. СъставStateСъставки

Полимеризиран материалМетакрилов мономер, неорганични пълнители, пигменти.

4. ПринципТози продукт е блок на основата на смола, който трябва да бъде изрязан или фрезован с помощта на дентална CAD/CAM
технология за изработка на зъбни реставрации като инлеи или коронки.

[Предназначение, употреба и ефект / ефикасност]Този продукт е материал за изрязване или фрезован с помощта на дентална CAD/CAM технология за изработка на полимерниреставрации за дентална употреба.

Само адекватно сертифициран персонал трябва да борави с този продукт.
Не използвайте този продукт за други цели, различни от посочените в [Предназначение и ефект / ефикасност].
Използвайте този продукт само за CAD-CAM обработка на изделия, които отговарят на размера на този продукт.
В случаите, когато рискът от счупване поради малоклузия или бруксизъм е висок, внимателно преценете дали да използватетози продукт, за да избегнете фракури на възстановяването.
(5) По време на фрезоване и полиране на продукта използвайте локална аспирация и маска против прах, одобрен от вашия местенорган, за да избегнете вдишването на прах.
(6) Носете предпазни очила, за да предпазите очите, докато режете и полирате този продукт.
(7) Малките и средните размери на този продукт имат различна ширина (a) и височина (b). Тъй като има канали в двете посоки вустройство за монтиране на блока, позиционирането е възможно във всяка посока, необходима за конкретния тип клиниченслучай. Ако обаче позиционирането е направено в грешна посока, може да счупи или повреди фрезера или фрезата. Бъдетевинимателни при избора посока на позициониране.
(8) Денталният лекар трябва да прецени, дали този продукт е подходящ за употреба във всеки конкретен случай(9) Спазвайте валидните местни разпоредби, когато изхвърляте този продукт.
(10) Не използвайте и не съхранявайте този продукт близо до открит пламък.
(11) Отстранете излишния цимент след фиксиране на възстановяването.

[Важни основни предпазни мерки](1) Спрете незабавно да използвате този продукт в случаите на някакви признаци на алергия, като дразнене или обрив, появяващисе при пациенти. Ако симптоматиката персиситира, потърсете лекарска помощ.
(2) Спрете незабавно да използвате този продукт в случай на признаци на алергия, като дразнене или обрив, появяващи се припотребителите на продукта. Ако симптоматиката персиситира, потърсете лекарска помощ.
[Други предпазни мерки]Изисквайте от пациентите ежедневно почистване на зъбите и устната кухина, тъй като фиксираното възстановяване може да сеоцвети или задържи плака, в зависимост от хранителните им навици.

[Инструкции][Съхранение и срок на годност](1) Сканирайте препарирания зъб с помощта на интраорален или лабораторен скенер.
(2) Използвайки подходящия софтуеър, създайте CAD файл с данните за изрязване/фрезоване от CAM.
(3) Инсталирайте този продукт в САМ фреза и го обработете, като използвате данните от файла. След приключване наобработката, отстранете излишъците. Отстранете стърготините и праха от фрезованата реставрация.
(4) Коригирайте формата и полирайте в съответствие с нормалната практика. Като окончателно полиране, полирайте го сполиращ материал *1 до гланц.
(5) В случаите, когато е необходимо допълнително наслояване или характеризиране, следвайте инструкциите на използванияза целта лабораторен композит за коронки и мостове *2. Преди допълнителното наслояване се изисква повърхностнаобработка с подходящ силан/праймър *3!

〔Съхранение〕・Да се съхранява на хладно и сухо място, като се избягват високи температури и влажност, както и пряка слънчева светлина.
・Да се съхранява извън обсега на персонал, различен от денталния.
〔Срок на годност〕・Използвайте преди срока на годност, посочен на опаковката.

[N.B.: Технически указания и важни акценти]1. Когато използвате CAM технология, следвайте инструкциите, предоставени за всяко устройство и осигурете подходящитеусловия за обработка на този продукт.
2. Оформете маргиналната зона като дълбока фаска (deep chamfer) или заоблено рамо (round shoulder) с дебелина над 0.8 запремоларите и над 1,0 мм за моларите.
3. Създайте минимална дебелина в зоната на фисурите над 1,0 мм за премоларите и над 1,5 мм за моларите. Дебелината посклоновете и туберкулите трябва да бъде над 1,3 мм за премолари и над 1,5 мм за молари.
Оформете аксиална повърхност с дебелина 1,3 мм и повече за премоларите и 1,5 мм и повече за моларите.
Също така, заоблете всички препарационни зони. Не оставяйте остри ръбове!

・Датата на годност се удостоверява от Yamakin, използвайки данните на нашата компания.
・Срокът на годност указва крайния срок за използването му.
(напр.YYYY-XX означава, че датата на изтичане е края на месеца XX от YYYY година.)[Съдържание на опаковката]1 бр. на кутия (A2, A3, A3.5)
5 бр. на кутия (A2, A3, A3.5)