Product InformationPI

ロ ー タ ノ ー ド®
Ｅ７２５４Ｘ
Ｅ７２５４ＦＸ
Ｅ７２５４ＧＸ

ロータノード E7254X，E77254FX，E7254GX は,1.2 と0.6 の多重焦点をもち，最高使用管電圧 150kV の回転陽極Ｘ線管装置で，高速回転で使用できます。
このロータノードは、陽極焦点面のクラック防止処理を施したレニウムタングステン・モリブデン張り合わせターゲットを採用しており、汎用撮影に適しております。

一般定格
電撃に対する保護の形式：程度による分類（IEC60601-1:2005+A1:2012） ............................. クラス Ⅰ ME EQUIPMENT
電気的定格：
使用回路：
高電圧装置 .......................................................... 定電圧形Ｘ線高電圧装置
接地方式 .................................................................... 中性点接地方式
公称最高管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
公称焦点値：
大焦点 ................................................................................. 1.2
小焦点 ................................................................................. 0.6
公称陽極入力（0.1s）：（最大入力図参照）
180 Hz
60 Hz
50 Hz
大焦点 ............................................................ 102 kW
60 kW
55 kW
小焦点 ............................................................. 40 kW
23 kW 21.5 kW
公称撮影陽極入力：
180 Hz
60 Hz
50 Hz
大焦点 ............................................................. 82 kW
47 kW
43 kW
小焦点 ............................................................. 32 kW
18 kW
17 kW

★ この資料に掲載してある情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の工業所有権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を行うものではありません。
★ 記載事項はことわりなく変更することがあります。ご使用にあたってはキヤノン電子管デバイス株式会社にご照会ください。

E7254X / E7254FX / E7254GX

駆動特性：
ステータ：ＸＳ-ＲＢ
起動時
駆動周波数
[Hz]
18060180
電力[W]
3500152090
電圧 2)4)[V]
490300
165
電流 3)
[A]
9.0
7.61.36)
起動時間
[s]
2.0
1.0－
分相コンデンサ容量[μF]63062)6)
制動時間[s]
2.5 (DC 300V)
注 1) 高速回転から停止までの時間です。
2) 主コイル－コモン間電圧。
3) コモン電流。
4) 表中の各電圧値は、1.1 倍を超えて印加しないこと。
5) 高速での使用頻度は、1 分間に 2 回を超えないこと。
6) 起動、制動時間は、表中各値の 1.1 倍を超えて印加しないこと。

定常時
6080
160
1.1－30

陽極回転数：
180Hz 電源 .................................................................. 9700 min-1 以上
60Hz 電源 .................................................................. 3200 min-1 以上
50Hz 電源 .................................................................. 2700 min-1 以上
ステータ抵抗：共通－主コイル ..................................................................... 20.2 Ω
共通－補助コイル ................................................................... 38.0 Ω
絶縁抵抗（低電圧側） .............................................................. 2 MΩ 以上
正常使用における管容器温度範囲 ................................................... 16 ～ 75 ℃
サーマルスイッチ：
開 ............................................................................. 75 ～ 85 ℃
閉 ............................................................................. 45 ～ 65 ℃
動作モード .............................................................................. 間欠
機械的定格：
外形寸法：
全 長 .............................................................................. 463 mm
最大部直径 .......................................................................... 172 mm
ターゲット：
角 度 ................................................................................ 12°
直 径 .............................................................................. 100 mm
材 質 ................................................................ レニウムタングステン
ろ過：
固有ろ過 .................................................. 0.8 mm Al / 75 kV IEC60522:1999
Ｘ線遮蔽：
IEC60601-1-3:2008 を満足する。
漏洩線量測定条件 .............................................................. 150 kV, 5 mA
Ｘ線照射範囲 ................................................... SID 1000 mm にて 430 × 430 mm
質 量 ............................................................................... 約 20 kg
高電圧端子 ........................................................ IEC60526 Corrigendum1:2010
冷却方式 .................................................................. 自然または強制空冷
管容器型式 ............................................................................ XH-157
使用位置 ................................................................................ 任意- 2 -E7254X / E7254FX / E7254GX

絶対最大定格（いかなる場合でもこの値を超えてはならない）
最高使用管電圧：
撮影時 .............................................................................. 150 kV
透視時 .............................................................................. 125 kV
陽極（または陰極）アース間 ............................................................. 75 kV
最低使用管電圧 ......................................................................... 40 kV
最大使用管電流：大焦点 ............................................................................. 1000 mA
小焦点 ............................................................................ ．500 mA
最大フィラメント電流：
大焦点 ............................................................................... 5.5 A
小焦点 ............................................................................... 5.2 A
フィラメント電圧：
大焦点（5.5A） .............................................................. 12.7 ～ 17.1 V
小焦点（5.2A） ................................................................ 7.0 ～ 9.4 V
使用フィラメント加熱電源回路 .................................................. AC 25 kHz 以下
連続陽極入力 ................................................................ 300 W (423 HU/s)
熱特性：
陽極熱容量 ................................................................ 285 kJ (400 kHU)
陽極冷却率 .............................................................. 1180 W (1664 HU/s)管装置熱容量 ............................................................. 950 kJ (1339 kHU)
公称連続入力：送風機無 .............................................................. 200 W (16 kHU/min)

許容環境条件
使用環境条件：
使用時環境温度 ................................................................. 10 ～ 40 ℃
使用時湿度 ..................................................................... 30 ～ 85 ％(結露ないこと)
使用時気圧 ................................................................... 70 ～ 106 kPa
輸送条件および保管条件：
輸送および保管温度 ........................................................... -20 ～ 70 ℃
輸送および保管湿度 ............................................................. 20 ～ 90 ％(結露ないこと)
輸送および保管気圧 ........................................................... 50 ～ 106 kPa- 3 -E7254X / E7254FX / E7254GX

最大単発負荷定格
動作条件：定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 １８０Ｈｚ
公称焦点値：１．２1000110kV

100kV

90kV 80kV

125kV
40kV

800

管 電 流 [mA]

150kV
60050kV
60kV
70kV

400

20000.01

0.030.070.020.05 0.1

0.2

0.30.510.7

235 7 10

負荷時間 [s]公称焦点値：０．６50090kV

80kV
70kV

100kV
40060kV

110kV

管 電 流 [mA]

125kV
30050kV

150kV

40kV

200

10000.010.030.070.020.05 0.10.20.30.5
10.7

負荷時間 [s]- 4 -235 7 10

E7254X / E7254FX / E7254GX

最大単発負荷定格
動作条件：定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ６０Ｈｚ
公称焦点値：１．２80080kV

60kV 50kV

70kV

40kV
90kV

管 電 流 [mA]

100kV
600 110kV
125kV
400150kV

20000.01

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

0.20.30.5

10.7235 7 10

負荷時間 [s]公称焦点値：０．６40060kV
70kV

50kV

80kV

40kV

管 電 流 [mA]

300 90kV
100kV
110kV
200125kV
150kV

10000.010.070.030.05 0.1
0.020.20.30.510.7

負荷時間 [s]- 5 -235 7 10

E7254X / E7254FX / E7254GX

最大単発負荷定格
動作条件：定電圧形Ｘ線高電圧装置
ステータ電源周波数 ５０Ｈｚ
公称焦点値：１．２70kV

80060kV

50kV
40kV

80kV
90kV

管 電 流 [mA]

600 100kV
110kV
125kV
400 150kV

20000.01

0.03
0.07
0.02
0.05 0.1

0.2

0.3

0.50.71235 7 10

負荷時間 [s]公称焦点値：０．６40060kV

50kV

70kV

管 電 流 [mA]

30040kV

80kV
90kV

100kV
110kV
200 125kV
150kV

10000.01

0.030.070.020.05 0.1

0.2

0.3

0.50.7

負荷時間 [s]- 6 -1235 7 10

E7254X / E7254FX / E7254GX

管電流特性・フィラメント特性
定電圧形Ｘ線高電圧装置
公称焦点値：１．２（代表値）
1000

16100kV

900125kV
14150kV

管 電 流 [mA]

700
600

12Ef

500
1040080kV

30060kV

200

フィラメント電圧 [V]

800

840kV

100
60
3.9

4.1

4.3

4.5

4.7

4.9

5.1

5.3

5.5

フィラメント電流 [A]

公称焦点値：０．６（代表値）
500

12100kV
125kV

10

管 電 流 [mA]

150kV
300

8Ef

200

680kV

100460kV
40kV
03.6

3.8

4.04.24.44.6

フィラメント電流 [A]- 7 -4.8

5.025.2

フィラメント電圧 [V]400E7254X / E7254FX / E7254GX

熱特性図

陽極に残留（または蓄積）する熱量 [kJ]

Ｘ線管装置加熱・冷却曲線（周囲温度２５℃で）
950
900

200W

800
700
600
500

冷却

400
300
200
1000

加熱
060120180

240300360

冷却（または負荷）時間 [min]陽極加熱・冷却曲線
285280Ｘ線管装置に残留する熱量 [kJ]

1180W
240

冷却

1000W

200
600W

160
120
80

300W

40
加熱
00246810

冷却時間 [min]注） 加熱曲線は撮影時のＸ線への平均最大入力の例を示します。

- 8 -E7254X / E7254FX / E7254GX

Ｅ７２５４Ｘ

外形図
単位ｍｍ

低電圧端子板結線図
焦点圧力スイッチ（常時閉）

987 6153 469NC NC
A

φ68.856ENCC1 M

97.12ET

温度スイッチ
（常時閉）

70121

2-M63.5 P1.27

注１）端子５と端子６は入力保護回路が動作できるように接続してください。
２）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

φ13412°28741.2789148.192

中心放射線
かつ基準軸4-M6 深8

φ4-M5 深9φ172

C

陰極
SL

焦点中心A

1046310陽極

記号説明
陰極端子
Ｃ：共通
Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点

B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＥＴ：接地端子ＮＣ：接続線なし- 9 -：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526 TYPE

E7254X / E7254FX / E7254GX

Ｅ７２５４ＦＸ

外形図
単位70121φ68.8低電圧端子板結線図

7 65123 4NC NC

E2-M63.5 P1.27

NCC1 M

A968

焦点

ET56969

圧力スイッチ
（常時閉）11温度スイッチ（常時閉）注１）端子５と端子６は入力保護回路が動作できるように接続してください。
２）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

φ134

4-M6 深 841.27

89287

148.192463

10

主放射線かつ基準軸

φ12°

陽極

φ17210C

陰極
L

焦点中心AS

記号説明
陰極端子
Ｃ：共通
Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点

B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子
Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＥＴ：接地端子ＮＣ：接続線なし- 10 -：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526 TYPE

4-M5 深 945°ｍｍ

E7254X / E7254FX / E7254GX

Ｅ７２５４ＧＸ

外形図
単位φ68.82-M63.5 P1.27

低電圧端子板結線図

69987 65123 4NC NC

121

圧力スイッチ
（常時閉）

E

NC
C1 M

A97.170ET

温度スイッチ
（常時閉）

1156

注
１）端子５と端子６は入力保護回路が動作できるように接続してください。
２）端子１と端子５または端子６を直列に接続しないでください。

焦点

φ134

1041.2789148287463.192

主放射線かつ基準軸4-M6 深 8

φ12°

陽極

4-M5 深 9
10φ172C
陰極LA

焦点中心

記号説明
陰極端子
Ｃ：共通
Ｌ：大焦点
Ｓ：小焦点

B-1.5mm≦A≦1.5mm-1.5mm≦B≦1.5mm

低電圧端子Ｃ１：共通
Ｍ ：ステータ主コイル
Ａ ：ステータ補助コイル
ＥＴ：接地端子ＮＣ：接続線なし- 11 -：主放射線方向
陽極，陰極端子：IEC60526 TYPE

Sｍｍ

営業部 応用技術担当〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地
Tel (0287)26-6666
Fax (0287)26-6060
https://etd.canon
・キヤノン電子管デバイス株式会社の本社は、環境マネジメントシステム ISO14001 の認証を取得しています。
・キヤノン電子管デバイス株式会社は、品質マネジメントシステム ISO9001 及び ISO13485 の認証を取得しています。
適用範囲などは https://etd.canon/eng/company/quality.htm を参照ください。

PJ-E7254X/FX/GX 2018-11