サウンジング式レベル計
TLX-120AP1 / TLX-200APSOUN

DNIGTE EVP LYELINDCIATORサウンジング式レベル計 Sounding type level indicator

TLX-120AP1/ TLX-200AP
サイロやタンク内の粉粒体のレベルを正確に測定するレベル計です。
在庫管理にお役立てください。
サウンジング式レベル計は、ウエイト（錘）をつけたワイヤーを降下させ、ウエイトが被測定物に到達するまでのワイヤーの長さを電気的に計測し、サイロやタンク内の粉粒体のレベルを正確に測定するレベル計です。
接触式のレベル計ですから、粉粒体測定で問題となる粉塵などの悪環境でもエラーもなく測定することができます。

仕様型式

TLX−120AP1測定

範囲0〜12m測定

方式測定

モー電流出出力●測定物を投入中、抜取り中にはウエイト埋没防止、

ワイヤーロープ

タ

単相20Wリバーシブル（50/60Hz）
電磁ブレーキ式

φ2mm、SUS304

力

DC4〜20mA、負荷抵抗350Ω以下

計 測 中 出 力

a接点、AC250V/5A、DC30V/5A（抵抗負荷）

異常出力a接点、AC250V/5A、DC30V/5A（抵抗負荷）

力

無電圧接点信号（スタート入力）

定分

解能度

表

●投入口付近を避けて設置して下さい。

尺

NPNオープンコレクタ出力、最大40mA（30V以下）、残留電圧1V以下

精

設置上の注意

0〜20m
パルス方式

パ ル ス 出 力
スタ ート 出 力

入測TLX−200AP

示

灯

10cm
10cm

1%of

電源（黄）、動作（2色LEDにて 計測中:緑、異常時:赤）ウ エ イト 昇 降 速 度

約13m/minタ イ マ機

能3分、5分、10分、15分、20分、30分、60分、2時間、3時間（TLX−200APでは、3分の選択はできません。）

電源

電圧AC100VまたはAC200V、50/60Hz

消費電力70VA

ワイヤー断線防止の為、動作（ウエイトが下降、上フ ラン ジ サイズ5K100A(SS400)昇する）を行わない様にして下さい。

使 用 周 囲 温 度—10〜50℃(氷結しないこと。)●短管ノズルの長さは150mm以内にして下さい。

F.S.

使用材質（主なもの） 本体、フランジ/SS400、カバー/SS400、ワイヤー/SUS304
塗
重装

色
量

マンセル

10YR7.5/14（イエロー）31kg

注意：電源電圧は、AC100Vまたは、AC200Vをご指定ください。

TLX-120AP1/ TLX-200AP

端子の説明

外形図
コントローラー内部

外部配線

390

270258

本体 鋼板
Housing, Steel plate

端子台

4〜20mA

16016

フタ 鉄板 Cover,Steel plate

計測スイッチ
リセット
入力195フタ鉄板
Cover,Steel plate58

ワイヤードラム
アルミ鋳物
PulleyAluminumcasting

SGP100A φ114

パルスカウント入力
電子カウンタ､シーケンサなど

ケーブル引き出し用
穴径φ21（2箇所）

電源スイッチ

500

ワイヤー φ2（SUS304）
Wire φ2 (SUS304)

ウエイト（SS400）

特50

bob (SS400)

塗装色 イエロー マンセル 10YR 7.5／14
Colors: Yellow, Munsell, 10YR 7.5/14

計測スタート入力(*1)(連続ONにて自動計測)

4

スタート出力5

パルスカウント出力

6

計測中出力(N.O.)
COM.(リレー出力共通端子)7

異常出力(N.O.)

81021 dia. of holes (2 positions)for drawing out cable
フランジ JIS 5K100A SS400
Dφ200､PCD165､取付け穴8-φ19
Flange JIS 5K 100A SS400,
Dφ200, PCD165, Mounting hole 8-φ19.

GND3リレー仕様：AC250V 5A
DC30V 5A

916

ケーブル引き出し用
穴径φ21（2箇所）
21 dia. of holes(2 positions)for Conduit

本体ケース
鋼板
Housing
Steel plate176

4〜20mA 電流出力

2OV(カウンタ入力用)

41925840

端子番号

11110

電源
11 AC100V または､AC200V
50/60Hz

＊1: 異常出力が閉じている場合のみ、計測スタート入力とGND間を5秒間連続でショート（短絡）させることで、コントローラーを初期状態に戻すことができます。
ただし、外部設定は変化しません。
また、自動計測を行っている場合は、一度解除する必要があります。
注意: 結線する際は、電源を切った状態で行ってください。
また、誤配線がない様十分ご注意ください。

徴●コントローラーを検出器に内蔵しましたので、入力のスイッチと指示器（DC4〜20mA）だけで、使用でき、大きな制御用スペースを必要としません。
●だれでも扱える簡単設計です。定格設計は、必要な距離入力のみです。難しい計算や換算表は必要ありません。
●計測作動中の信号を用意。測定物投入のタイミング信号等にご使用できます。
●自己診断機能により、異常（ワイヤー断線、ウエイト埋没）が発生すると速やかに異常を知らせます。
検出器内部のコントローラーは、異常内容を表示LEDで確認できます。
●簡易的な自動計測用タイマを搭載。
●標準仕様ではワイヤー径φ2ですが、φ3ワイヤーも製作可能（TLX-120AP1型のみ）。

ウエイト各種

ウエイト各種TLXシリーズは標準ウエイト（SS400）が装備されておりますが、チェーンウエイトタンク内の測定物状況によりウエイトを変更する事が出来ます。
●ウエイト材質
SS400（標準）、SUS304、SUS316※測定物の状況からお選び下さい。
●傘型ウエイト測定物の比重が小さい時にご使用下さい。
※標準ウエイトだと測定物の中へウエイトが埋没する事が予想される場合。

傘型ウエイト※測定物の安息角が比較的緩やかな時にご使用下さい。
※ウエイト取付、取り外しは点検口から行って下さい。
●チェーンウエイト
測定物の安息角がきつい際や測定物が微粉等の時（比重が小さい時）にご使用下さい。
※チェーンウエイトの形状特性により測定長が短い場合、測定値の誤差が大きい事がございますのでご留意下さい。
●ツバ付ウエイト
測定物の比重が小さい時にご使用下さい。
※標準ウエイトだと測定物の中へウエイトが埋没する事が予想される場合。
※測定物の安息角が比較的緩やかな時にご使用下さい。

ツバ付ウエイト粉体タンク

粒体タンク

①

粉体タンク

①液体タンク①⑤③④②③③④②

③

①②

混合機

①サウンジング式レベル計②パドル式レベルスイッチ②ミキサー③静電容量式レベルスイッチ④振動式レベルスイッチ⑤マイクロパルス式レベル計

レベルスイッチご紹介
粉体検出用パドル式
レベルスイッチ～タンクのポイント検出に～
粉体・液体検出用静電容量式
レベルスイッチ

粉体・液体検出用振動式
レベルスイッチ※製品改良の為に記載事項は予告なしに変更する事がありますのでご了承ください。※製品についてのお問い合せは下記の担当営業にお申し付け下さい。

代理店/Agent〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3番5号
TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519

URL http://www.towa-seiden.co.jp/
最新の製品情報がホームページでご覧になれます。
2018.11.3000