電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）
電子標的の精度を確認するため、再公認時に次の要領で検定を実施する。
１．射撃場での検定要領（１）電子標的の前面または、装置のすぐ後ろに紙標的と同等の用紙を貼って実射する。弾痕はセンター付近に１発、上下左右 7 点圏内に 4 発計 5 発撃ちこむ。 50m 標的の場合はライフルの、10ｍ標的の場合はエアピストルの設定を使用する。
上下左右の弾痕は 8 点付近が理想であるが多少ずれても問題ない。
（２）５０ｍ、１０ｍ兼用標的は、それぞれで検定する。
２．検定する台数（１）設置後 ７年目（２）設置後１０年目（３）設置後１３年目（４）設置後１７年目以降

半分の台数
半分の台数
半分の台数
全標的の台数３．検定要領
（１） 座標値が表示（記録）される電子標的の場合
ア．X-Y 座標値に基づき弾痕位置を作図し標的と照らし合わせ確認する。
（例示１）
イ．作図した弾痕と標的の弾痕の位置が一致したものを合格とする。
（２）座標値が表示（記録）されない電子標的の場合
ア．標的の中心と弾痕の中心の距離（半径）を計算する。この半径は当該得点に相当する最も大きな値を適用する。各種目標的の小数点表示の場合の弾痕の中心からの距離の最大値は ISSF・EST ハンドブック ANNEX“C”に掲載されている。
イ．弾痕の中心からアで求めた数値で円弧を描く。
（弾痕の中心はフィルムゲージの中心に穴を開け、中心に印を付ける。
）
ウ．５発の円弧の交差点の中心位置を決定し、この中心位置から円弧の最も近い部分までの距離を計測する。
エ．50m ライフル、10ｍピストルの 0.1 点が 0.8mm、であり、弾痕の中心、円弧の誤差を考慮し、ウの誤差が 2.0mm 以内であれば合格とする。
（例示２）

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-1

４．提出書類（１）座標値が表示（記録）される電子標的の場合
ア．実射された標的のコピー
イ．点数及び座標値が表示された LOG プリントアウトのコピー。
ウ．作図された図面のコピー。
（CAD 作図面、SIUS 検証ソフトの作図面でも可）エ．全景及び検査状況写真（２） 座標値が表示（記録）されない電子標的の場合
ア．実射された標的のコピーに円弧を作図した図面（３．
（２）参照）
イ．点数が表示されたディスプレイ画面のコピー（ズームで２種類ハードコピーする）
ウ．全景及び検査状況写真（３）電子標的のシリアル番号一覧表を作成し、検査日・検査結果等を管理する。
以上の書類を各検査された標的ごとまとめ、報告書と一緒に提出する。
５．作業担当と費用等（１）検定は、申請者にデータ収集、作図計算作業、写真撮影等を委託し、その結果を認定部会が検証して合否を判定する。
（２）委託作業費用は、検査標的の台数１台あたり 3,000 円（消費税別）とする。
（３）認定料は２０２２年２月理事会決定の改定により再検定で１台あたり 3,000 円（３年間有効）とする。
附則
１．平成２５年２月１日制定
２．平成３０年３月３１日改訂、同日施行（検定方法の改定）
３．２０２２年２月２６日改訂され、２０２２年 4 月１日より施行（作業費用、認定料の改定）
４．２０２２年９月２４日改訂され、同日施行（ShotPlot を使った作図方法を追加）
５．２０２３年２月１８日改訂され、同日施行（MEYTON 社の電子標的の精度検定方法を追加）

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-2

＜例示１＞＜例示２＞

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-3

ISSF・EST ハンドブック ANNEX“C”

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-4

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-5

ShotPlotによるSIUS電子標的精度検定
SIUSの電子標的の精度テストを行うには、以下のソフトウエアが必要です。
必要な方は競技運営委員会まで連絡してください。
・ShotPlot・Sius2Shotplot
SIUSを操作するパソコンには、上記ソフトウエアは無くても大丈夫です。CSVデータをUSBにコピーして上記ソフトウエアがある自分のパソコンで処理が可能です。
・まず、SIUSData を起動し、新しいコンペティションを開くと、新しいCSVファイルが作成されます。
このファイルは自動的に作成され、通常は年月日の数字で保存されます。（例：20220923.csv）
区別するために例えば20220923test.csv等と入力して起動すると良いでしょう。
・バックマスクにコントロールシートを貼って、検査する標的に各5発撃ち込みます。
・射撃後、SIUSDataを閉じてCSVファイルを新しいディレクトリにコピーします。
例：Desktop/Accuracy Test/accuracy_test.csv
・SIUSDATAのCSVデータがある場所は以下です。
ＰＣ＞Ｃドライブ＞SIUS＞SIUS DATA＞DATA
通常は一番上に最新のデータがあります。
・Sius2ShotPlotを開き、SIUS CSVファイルをShotPlotファイルに変換します。

２の種目の選択を間違えないようにしてください

次にShotPlotを開きます
１．作業ディレクトリを設定します。（例：Desktop/Accuracy Test)
２．リストを更新します
３．射撃した射座（FP）を選択します
４．正しい標的のタイプを選択します
５．シートを印刷し、用紙サイズを設定します

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-6

3472

81

95
10

紙送り付ロール紙の10mの標的がある場合は、短冊状に印刷することができます。

6. ロールシート紙を取り、最初のショットの中心から最後の（5発目の）ショットの中心迄を測ります。（これは例えば85mmになったとします。）

7. ストリップに切り替えます
8. テストするショット数を設定します（5発）
9. 計算をクリックしてポイント１からポイント５までを入力し、測定した距離（例えば85mm）を挿入し確認します

10. 適用(apply)をクリック
11. これで短冊形式のシートが印刷できるようになりました
次に、コントロールシートと印刷されたシートを重ね合わせて、精度を確認します。
ショットは重ね合わせる必要があります。
注意：ショットが重なっていなければ、標的が正確でないとは限りません。このような動作は、様々な要因によって引き起こされる可能性があります。例えば、コントロールシートが標的のバックマスクに正しく取り付けられていなかったり、紙送りが正しく機能していなかったりといった要因があります。

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-7

弾痕をプロットしない場合（上図のように）
この場合は、右側の座標データ71のところ（赤矢印）に大きなデータが入っていて表示をしていないので、この行を選んで下部のremoveボタンを押してデータを消すと表示します。

弾痕を表示したところ

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-8

MEYTON電子標的の精度検定
MEYTONのマニュアルに、「ショットログの印刷」と「原寸大の標的印刷」という説明があります。
以下、該当するページです。
SIUS電子標的と同様に、標的の裏に紙標的をセットして実際に撃ち込み、電子標的の着弾データを原寸大で印刷して紙標的を合わせて比較することで精度検定ができます。（MEYTONの場合、標的裏への紙標的セットが難しい場合、前面に貼って実施することも可能です。）

3.9

ショットログの印刷

クロスショットがある場合や射手が得点に抗議するような状況では、ショットログをプリントアウトすると便利です。ショットログは、一標的のすべての測定着弾（座標、ヒット値、タイムスタンプ） のデータを表形式で表示します。ショットログプリントを作成するには、次の手順を実行します。
1. Meyton Control Center でShot protocol ショットプロトコルプログラムを開きます。
2. メニューから File → Open log file（s）を選択するか、ツールバーの開くボタンをクリックしてください。
3. 次に、既存のログファイルがある左側の領域から、目的の射座のキャビネットをロードするログファイルの右側の領域にドラッグアンドドロップします。次に Load ボタンをクリックします。

4.メインウィンドウに戻り、目的のターゲットのテーブル行をダブルクリックします。
5.ターゲットのデータを含む新しいウィンドウが開きます。Print タブセクションをクリックします。

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-9

6.ログプリントを作成するには、右側の Print log 領域の Print log ボタンを使用します。
印刷する前に、Preview ボタンをクリックしてプレビューを作成できます。

3.10 原寸大の標的印刷測定フレームの後ろ（又は前）にコントロールシートを使用した場合、Meyton システムで測定されたすべての着弾点のある原寸大のターゲットをプリントアウトすると便利です。次に、原寸大の印刷標的の上に着弾痕のあるコントロールシートを置き、それらを合わせることができます。この方法で、Meyton システムがすべてのヒットを正しく測定したことを確認できます。
警告：ターゲットを完全に正確に 1 対 1 で印刷するには、まず使用プリンタを校正する必要があります。
これは、プリンタの選択ダイアログの Calibrateprinter 機能で実行できます。

原寸大のターゲット印刷を作成するには、次の手順を実行します。
1. 3.9 章で説明した手順 1.〜5.を行います。

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-102.同じターゲット上のすべての位置のショットを印刷するか、右側の Print target

エリアに対応するオプションを使用して各位置のターゲットを印刷するかを選択します。
3.ターゲットプリントアウトを作成するには、Print target ボタンを使用します。印刷する前に、Preview ボタンをクリックしてプレビューを作成できます。

電子標的の再公認検定要領（２０２３年２月１８日施行）-11