®

Via mi美 浴 ®

シャワー入 浴 装置

入浴介助時のリスクを低減し、安心とゆとりを提供。

®

失禁対策

びあみ

快適性

安全性

介助負担軽減コスト削減●心地よい入浴感と入浴リスクの 低減 によりつねに新しいお湯を使用し、失禁なども気にせずに清潔な入浴がおこなえます。

プライバシー保護

身体の露出が少なく、入浴者のプライバシーが守れます。

身体負担の低減

静水圧がかからず、入浴者は心臓や身体への負担が少ない入浴がおこなえます。

ヒヤリハットの軽減

入浴中に溺れたり、誤飲することも無く、リスク（ヒヤリハット）が軽減できます。

快適な浴室環境快適で安心安全な入浴を実現します。

●入浴介助負担とランニングコストを低減し、浴室内に湯気、熱気がこもりにくいので、快適な浴室環境が保てます。

入浴介助時間の短縮

ゆとりある介護を実現します。

入浴介助時間は約１０分！ 貯湯式に比べ1/3と大幅に短縮されます。
■入浴手順（NS5000の場合）

お湯に包まれるような柔和な感触が楽しめる「美浴」の魅力。
心地よい
入浴感

専用ストレッチャーに入浴者を移乗し、本体ドーム内へゆっくり移動

本体シャワーで体をあたためながら、ハンドシャワーを利用して洗髪専用ボディーソープでやさしく洗身

導入前

導入後分

美浴なら所要時間１０分！

皮膚毛細血管貯湯式に比べ1/3の時間で入浴完了!

300ミクロン超微粒子シャワー
専用ノズルの配置にとことんこだわり、上質な入浴感を演出。
約３００ミクロンの微粒子シャワーが全身を包み込みます。

10分

汚れ粒子洗浄効果

30

約３００ミクロンの微粒子シャワーが毛穴の奥まで入り込み、汚れを流し落とします。

少ない湯量で入浴が可能なので、水道代・光熱費を削減します。
温熱効果

微粒子シャワーとサウナ効果で３～５分の入浴で全身をムラなく暖めます。
独自のドーム構造によるサウナ効果と微粒子シャワーの相乗効果により、２～３分で発汗作用が始まります。３～５分で身体全体がムラなく芯まで温まり、入浴後もしっかりと保温性を維持します。

サーモトレーサTH3102MR（NEC三栄）による40℃湯温での計測データです。微粒子シャワーと貯湯式にそれぞれ5分間入浴して3分後及び8分後の体表面温度を計測。赤い部分ほど体温が高いことを示しています。

貯湯タイプに比べ使用湯量を約70％も節水できます。
これにより上下水道、ガス料金を大幅に低減し、ランニングコストを削減します。

1人1回あたりの使用料
貯湯入浴

250L以上美浴シリーズ

75L

上下水道料金比較

10年で約 360 万円の差額【比較条件】美浴：20人/日×20日間/月（75ℓ/人） 貯湯：20人/日×20日間/月（250ℓ/人）

ストレッチャー式 シャワー入浴装置

NS5000Via mi美 浴 ®

ストレッチャー式 シャワー入 浴 装置

身体を洗うことをしっかり考えたワイドサイド介助窓

NS5000

寝たままの姿勢でゆったりくつろぐプレミアムタイプ●大きな介助窓により、ムリのない姿勢で、効率よく的確に身体が洗えます。

介助窓からの洗身観察窓● 観察窓、介助スリット付きカーテンにより、入浴者の状態を観察しながら介助が行えます。

介助スリット●寝浴式なので、座位が取れない方でもご利用可能●楽な姿勢で身体を洗えるワイドサイド介助窓を採用●入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上

ハンドシャワー洗髪

ストレッチャーは２種類。ニーズにあった選択が可能
肌触りと水はけに優れたネットを採用
434mm

足踏式昇降ストレッチャー RS-10WASB-TL

電動式昇降ストレッチャー RS-30WSB

足踏式昇降ストレッチャーなら、重量を感じさせない軽快な取り回しが可能です。

電動式昇降ストレッチャーなら、ボタン一つで昇降可能。
床面から434mmまで下がるのでロータイプの車椅子からの移乗も楽にできます。

仕様 ・ 価格 ・システム構成例
ＮＳ5000 本体

動画はこちら

心地よい入浴感を実現する独自の工夫

●外形寸法
●質量
●材質
●シャワーノズル数量●本体シャワー流量￥3,650,000（税別）■システム構成例

2,008Ｄ×948Ｗ×1,510Hmm
125㎏
FRP
16基
約13ℓ/min（税別）
足踏式昇降ストレッチャー RS-10WASB-TL ￥2,040,000●外形寸法●質量●材質●駆動方式●昇降ストローク●キャスター●付属品

2,127Ｄ×680Ｗ×746～996Hmm
73㎏
ステンレス/ABS/FRP
油圧ジャッキ式足踏み方式
250mm
φ150mm（４輪トータルロック機構付）
洗髪トレイ アンダートレイ ソフトマット

ＮＳ5000 本体

電動式昇降ストレッチャー ×2

コントロールボックス
RS-30V

ＮＳ5000 本体

足踏式昇降
ストレッチャー ×2

コントロールボックス
RS-30V（税別）
電動式昇降ストレッチャー RS-30WSB ￥3,050,000
●外形寸法
●質量
●材質
●駆動方式
●昇降ストローク●キャスター●付属品●シャワーが身体全体を包み込むように上下３ラインに１６基のノズルを配置しており、背中にもシャワーが当たります。
●ドーム内天井から冷たくなった水滴が落下しないようにエンボス加工を施しています。

シャワーノズル配置箇所

2,387Ｄ×660Ｗ×608～968Hmm
116㎏
ステンレス/ABS/FRP
電動アクチュエーター方式
360mm
φ125mm（前輪）、φ150mm（後輪）
洗髪トレイ アンダートレイ
ソフトマット 充電器（AC100V 50/60Ｈｚ）

コントロールボックス RS-30V￥1,850,000（税別）

コントロールボックス RS-15X￥1,000,000（税別）

ポイント

ストレッチャーを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

リクライニング式 シャワー入浴装置

NB2500Via mi美 浴 ®

リクライニング式 シャワー入 浴 装置

開放感のある構造

NB2500

幅広くお使い頂けるリクライニングタイプ●楽な姿勢で入浴ができるので、幅広い方にご利用可能

視野ひろびろ●本体内部は、横幅と足元に余裕を持たせ、身長180cmを超える入浴者でもゆったり入浴できます。

弊社従来機と比較して●入浴者が圧迫感を感じないよう、開放感のある視野を確保しました。

約 30 ％
拡大

内部空間

横幅と足元の空間アップ

観察窓と介助窓●ストレッチャータイプよりもコンパクトだから介助スペースを広々確保

移乗しやすく、快適なリクライニングチェア●入浴中に洗身、洗髪が可能なので介助効率が大きく向上●チェアは、角度調節のしやすいリクライニングを採用しました。

チェア２台運用で●ずり込みもなく、安定した姿勢を維持できます。

効率UP!

ハンドシャワー洗髪

フットペダルは、乗降性に優れたスイングアウト式

専用チェアに座ってリクライニング

そのまま本体へ移動仕様 ・ 価格 ・システム構成例
NB2500 本体
●外形寸法
●質量
●材質
●シャワーノズル数量●本体シャワー流量

肩から足先まで「あたたかさ」を実感できる

心地いい入浴感●上部と両横の３方向に合計２１基のシャワーノズルを配置しています。

上部シャワー

リクライニグチェア RS-06C3●外形寸法●質量●材質●リクライニング機構●リクライニング角度●キャスター●付属品●シャワーが身体全体を包み込み肩までしっかり温まります。
●突起のない、埋め込み式ノズルを採用しています。
両横部シャワー￥4,400,000（税別）■システム構成例

2,250Ｄ×1,090Ｗ×1,100Hmm
75㎏
ＦＲＰ
21基約16ℓ/min
NB2500 本体

リクライニグチェア×2

NB2500 本体

リクライニグチェア×2￥1,450,000（税別）

通常時1,078Ｄ×615Ｗ×1,110Hmm
リクライニグ時1,483Ｄ×615Ｗ×769Hmm
28kg
ステンレス/発泡ポリエチレン
低圧ガスダンパー式
30度～70度
φ100mm（前輪）、φ300mm（後輪）※後輪のみ2輪ロック方式
安全ベルト、ソフトマット２

コントロールボックス RS-30V￥1,850,000（税別）

コントロールボックス RS-15X￥1,000,000
（税別）

ポイント

コントロールボックス
RS-30V

コントロールボックス
RS-15X

チェアを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

車イス式 シャワー入浴装置

RS-05NVia mi美 浴 ®

車イス式 シャワー入 浴 装置

車椅子からの移乗に配慮

RS-05N●足元のペダルを踏み込むだけで簡単に無段階で高さ調節が行えます。
●スウィング式の肘掛だから、車椅子からの移乗もスムーズです。

移乗性に優れたコンパクトなチェアタイプ

昇降ペダル

スウィング式 肘掛●車椅子からの移乗がしやすいオリジナルチェア●設置場所の可能性が広がるコンパクト設計

安心でスムーズな移動、操作はシンプルで簡単●入浴中の洗髪が可能

コンパクト設計●チェアには安全ベルトが付いているので、安定した姿勢を維持します。

ハンドシャワー洗髪●3×2.5mの浴室にも入るコンパクト設計です。

2500

安全ベルト

パネルヒーター

3000

コントロールボックス

仕様・価格・システム構成例
RS-05N 本体●外形寸法●質量●材質●シャワーノズル数量●本体シャワー流量

安心感 のある座位姿勢でリラックス￥3,750,000（税別）
1,453Ｄ×991Ｗ×1,155Hmm
70㎏
ＦＲＰ
11基
約15ℓ/minフリーチェア RS-05C2●外形寸法●質量●材質●昇降方式●昇降ストローク●キャスター●付属品●頭を起こした姿勢なので、視野も広く、入浴者も安心です。
●コンパクト設計により、サウナ効果が高く、しっかり温まります。

￥750,000（税別）

816Ｄ×562Ｗ×921～1,121Hmm
30㎏
ステンレス/発泡ポリエチレン
油圧ジャッキ式足踏方式
200mm
φ100mm（４輪）
安全ベルト

コントロールボックス RS-30V ￥1,850,000（税別）

広々内部構造■システム構成例

コントロールボックス RS-15X ￥1,000,000（税別）

RS-05N 本体

フリーチェア×2

コントロールボックス
RS-30V

RS-05N 本体

フリーチェア×2

コントロールボックス
RS-15X

ポイント

チェアを2台配置することで、次の入浴者の移乗準備や前洗いなど、余裕を持った介助を実現。

コンパクト式 シャワー入浴装置

Via mi美 浴 ®

シャワーオール

コンパクト式 シャワー入 浴 装置

バスタブをまたげない人でも使いやすい設計

シャワーオール

動画はこちら●浴槽のまたぎが15cmと低く、転倒リスクを低減します。
●手すりを使って自分でまたぐので、ご利用者の自立支援につながります。

設置場所に困らないコンパクトモデル

15cm
浴槽のまたぎ

手すり2箇所●１畳ほどのスペースでも置ける超コンパクトタイプ

浴槽内で完結するので、浴室での移動は最小限●バスタブをまたげない人でも使いやすい設計●浴槽内での洗身、洗髪が可能

コンパクトなスペースで充実の入浴●浴槽内で身体を洗い、そのまま入浴できるので、浴室内を行ったりきたりする必要がありません。

浴室タイプ 126 万円
居室タイプ 142 万円
居室タイプなら脱衣所など浴室以外にも設置が可能■シャワーオール 本体
外形寸法
質材仕様
浴槽内での洗身D1,160 ×W740 ×H1,090 mm

量48kg

質

FRP（本体）PP（トップカバー・ショルダーカバー）
アルミ樹脂コーティング/樹脂（手すり）
発泡EVA（座面マット）ターポリン(カーテン)

しっかりシャワー入浴

浴槽内での洗髪オプション品

居室タイプ 標準装備

シャワーノズル数量 11基
本体シャワー流量

水圧に依存

浴槽本体

トップカバー、ショルダーカバー、座面マット、ミストシャワーノズル、手すり、防水カーテン

電 源（居室タイプ）

水位センサー：9V電池1本/フロート式
排水ポンプ：AC100V 50/60Hz※シャワーオール（居室タイプ）
は、「経済産業省 平成28年度ロボット介護機器開発・導入促進事業」に採択されています。

※浴室以外に設置する際は、防水カーペットや撥水加工マットを敷いてください。

コンパクト設計

コンパクトに凝縮

コントロールボックス RS-15Ｘ

水位センサー

排水ポンプ

水温と水圧が安定し、より充実した入浴が可能となります。
ボディーシャンプー機能も使えます。

水位センサーが排水不良を検知し、自動で給水ストップ。
水漏れを防ぎます。

排水場所が遠い場合にご使用下さい。

●身長150cm 1セット追加（目安）●身長140cm 2セット追加（目安）￥30,000（税別）￥1,000,000（税別）

浴室タイプ システム構成例

1,600

居室タイプ
システム構成例
居室タイプ

水圧が足りない
場合推奨

水圧が足りない
場合推奨

水位センサー1,600●奥行0.75m×横1.2mのコンパクト設計なので狭いスペースにも設置可能です。

●コンパクト設計により、サウナ効果が高く、しっかり温まります。

高さ調節用座面マット
低身長の方が使う場合は、2セット追加推奨。

￥30,000（税別）

シャワー入浴の心地よさを●接続は混合水栓につなぐだけなので、工事は最小限で済みます。

ハンドシャワー
洗髪や装置内洗浄の際にお使い下さい。手元での水量調節及び出湯切替が可能。

横1.2m
760

奥行0.75m

シャワーオール本体

コントロールボックス
RS-15X

シャワーオール
本体
排水ポンプ

コントロールボックス
RS-15X

Via mi美 浴 ®

コントロールボックス RS-30V

コントロールボックス RS-15X￥1,850,000（税別）￥1,000,000（税別）

簡便な操作性の標準モデル

コンパクトなバリューモデル
RS-15X 操作パネル 使用方法

RS-30V 操作パネル 使用方法
温度調節ボタン

本体シャワーボタン

温度表示

コントロールボックス RS-30V

本体
シャワーボタンハンドシャワーボタン

ボディ
シャンプーボタン

ハンドシャワー
消毒ボタン

本体シャワー
消毒ボタン

電源ボタン

温度表示

コントロールボックス RS-15X

ドーム内あたためボタン

ボディシャンプー
消毒液ボタン

ハンドシャワーボタン●デジタル式温度調節機能を搭載。
37～43℃の間で1℃単位で設定可能●温度は本体のダイヤルにて調節します。

●本体温め機能がついているので、入浴準備はボタン一つで完了●ボディーシャンプー、除菌剤は、使いたい方に手動で切替え、ボタン１つで噴霧●２基のポンプを内蔵し、水圧が安定しない施設や水圧が弱い施設でも安心●内蔵ポンプは１基だからコンパクト●ボディーシャンプー、除菌剤もボタン１つで噴霧

ラフローラル（美浴シリーズ専用ボディーソープ）

ピューロフレッシュ（美浴シリーズ専用除菌剤）￥34,000（税別）￥30,000（税別）

カンタンで安全な除菌が可能

肌にやさしく、豊かな潤いに満たされる■配合保湿成分■容量4㎏/本（1箱4本入り）●マイクロオーシャンコラーゲン●ヨモギエキス●アロエエキス
●ペタイン

■製品原料
■容量4㎏/本（1箱4本入り）

水成二酸化塩素（化学品名：亜塩素酸ナトリウム）●水成二酸化塩素を用いた美浴専用の除菌剤●天然ヤシ油を原料とした低刺激でマイルドな
美浴専用のボディーソープ

●次亜塩素酸などに比べ、有害な副産物の生成が少なく、安全性に優れます。

●保湿成分を配合し、肌にやさしく、しなやかで潤い豊かな感触が特徴です。
●フルーティーフローラルな香りが全身を包み込みます。

ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。
使用後は温水にて洗い流してください。

本品を5倍に希釈し、ご使用の美浴シャワーに接続して使用します。
使用後は温水にて洗い流してください。

付属品・オプション
ソフトマット大ソフトマット２

NS5000専用●入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。
サイズ：480D×480W×10Hmm
材質：ウレタン●入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。
サイズ：1,600D×480W×17Hmm
材質：ウレタン￥10,000（税別）NS5000専用

背上げマットNS5000専用

0750

フルサイズ：1,600D×580W×10Hmm
ハーフサイズ：900D×580W×10Hmm
材質：ウレタン 穴径：25mm

00●入浴者の皮膚の負荷を緩和いたします。

150

特注ソフトマット 特注対応

￥3,000（税別）●ストレッチャーにて手軽に入浴者の背部を上げる事ができるマットです。
●気管切開されている方や、姿勢保持にサポートが必要な方に有効にご使用いただけます。
サイズ：700D×500W×150Hmm
材質：ウレタン￥24,000（税別）