’17春号

発行日 平 成 2 9 年 4 月 2 7 日
ムラタ計測器サービス株式会社
横浜市戸塚区秋葉町15番〒245-0052 ℡ 045(812)1811102

水質基準に関する方法の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等がありました
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正（平成29年3月28日付生食発0328第10号）

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について（平成29年3月28日付生食水発0328第2号）「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働２．局長通知の一部改正大臣が定める方法の一部を改正する件」（平成29 年

厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の厚生労働省告示第87 号）制定及び水道法施行規則の一部改正等について」

１．検査方法告示の一部改正（平成15 年10 月10 日付け健発第1010004 号）の・臭素酸に係る分析方法の追加

一部改正について

臭素酸の分析方法に、液体クロマトグラフ－質量分析法が追加されました。
・検出器の設定波長の記述変更

・農薬類について
対象農薬リストのダゾメット及びメタム（カーバム）と、要検討農薬類のメチルイソチオシアネート

別表第18及び別表第24において、検出器の設定波の3項目を、「ダゾメット、メタム（カーバム）及び長の値が、妨害物質等の影響を考慮し、具体値からメチルイソチオシアネート」の１項目に統合し、目その付近に拡大されました。

標値を0.01mg/Lとして、対象農薬リスト掲載農薬類・空試験における定量下限値の評価の記述変更にしました。

別表第3から別表第20まで及び別表第24から別表第29の2までの空試験の評価について、”検水の濃度また、要検討農薬類だったテフリルトリオンが対象農薬リスト掲載農薬類に格上げされました。

範囲の下限値”から”検量線の濃度範囲の下限値”となりました。

３．その他関係通知の一部改正

・金属類混合標準液の使用及び保存・課長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道

別表第5及び別表第6において、複数の種類が設定

法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理におされている標準液及び混合標準液を、1種類の金属類ける留意事項について」（平成15年10月10日付健水混合標準液とし、その濃度を一定範囲内で任意とな

発第1010001号）の一部改正についてりました。また、総則的事項並びに別表第5及び別表「第２水質異常時の対応について」の１におい

第6において、金属類混合標準液の保存については、て、水質検査結果に異常が認められた場合に直ちに適切な条件下で保存ができるようになりました。

再検査を行うこととされていますが、初回及び再検・内部標準液の添加量について査の結果が適切に取り扱われるよう、結果の採用や別表第5,別表第6、別表第14,別表第15、別表第25,保存等に関する取り扱いについて明確化を図ること

別表第26,別表第27の2において、内部標準液についとし、原則として初回の結果を水質検査の正式な結て、濃度及び検水に対する割合の規定から、試験溶果とすること等が追加されました。

液中の内部標準物質の濃度及びその範囲を示すことになりました。

1

（技術資料）

ただし、αは比例定数（ppb･min/ng ）である。

大気汚染物質測定における分子拡散型暴露捕集器

ここで、理想的な最良の条件として、パッシブサンプラーにおいて拡散抵抗部（ポリエチレン多孔栓

パッシブサンプラーについて（その２）顧問 平野耕一郎 (元横浜市環境科学研究所）等）および捕集部（捕集エレメント、捕集用ろ紙）での拡散抵抗が十分に小さく無視できると仮定し、濃度 C を ppb、測定時間 t を min、捕集量 W を ng

３．分子拡散捕集法についてで示すとき、比例定数α（ppb･min/ng )は④式で与3.1 分子拡散の原理えられる。

分子拡散とは、物質が濃度の高い方から低い方へα＝(1/60)･(1/f)･(1/D)･(L/A)･(V/M)･10３ ④移動するという現象であり、Fick の拡散第一則に

ただし、f は捕集された NO(gas)、NO2 (gas) をより、物質が捕集される。分子拡散の原理に基づいた捕集方法（物質の移動という動的な方法）では、水抽出したとき、溶液中に生成する NO2−量を示す係数、D は分子拡散係数（cm２/sec ）、A は捕集部の捕集量が捕集速度に比例することを利用している。

有効拡散面積（cm2 ）、L は拡散長（cm ）、M は 1 モ

この方法は、図２に示すポンプなどの機械的な捕集ルのガス重量（g /mol ）、V は 1 モルのガス容量手法と同様に考えれば理解しやすい。図１にパッシ（l /mol ）である。

ブサンプラー（Passive Sampling Devices，PSDs）
における分子拡散の模式図を示す。この分子拡散の3.2 サンプリングレート SR（試料採取速度）

定義における Fick の拡散第一則では、単位時間 t

一般にポンプを使った動的な試料採取方法では、（sec ）、単位面積 S（cm２ ）当りの物質流入量（NO捕集速度 W/t（ng/min ）は濃度 C（ng/l ）の試料及び NO2 捕集量）J（ng/cm２/sec ）は、濃度勾配 C/L

大気を採取するポンプの吸引速度 SR（Sampling（ただし、C：濃度 mol/cm３、L：拡散長 cm ）にRate，l/min ）に比例することから、⑤式で与えら比例することから①式が成り立つ。

れる。

J＝D･(C/L)①

W/t＝SR×C⑤

ただし、D は分子拡散係数（cm２/sec ）である。

パッシブサンプラーのような静的な場合にも、ポ両辺に拡散面積 A＝n･S（cm２ ）をかけると捕集ンプでの試料採取と同様に捕集速度 W/t（ng/min ）速度 W/t（ng/min ）が求まる。

が SR×C に等しく、 SR は一定の吸引速度でポンプ

J･A＝ K･A･(C/L)＝W/t②を稼動していることと同じになる。

パッシブサンプラーにおいて、濃度 C（ppb ）は例えば、断面積 A が 0.785cm２、拡散長 L が 0.6cm

捕集速度 W/t（ng/min ）に比例することから③式における NO2 の SR は、NO2 の分子拡散係数 D が 20℃が成り立つ。

で 0.151cm２/sec であるので、②式より 11.9

C＝α･(W/t)③

大気中の汚染物質濃度（CA）

cm３/min となる。このようにパッシブサンプラーの捕集エレメント
CA

捕集量W

Co濃度 CJ
汚染物質移動量CO
拡散長 L

図１LO

拡散長 X

図２

分子拡散の模式図

Fick の拡散第一則：J=－D(⊿C/⊿X)⊿C＝CA－C0，⊿X＝L－L02

暴露濃度LC×t

機械的な捕集方法
捕集速度 W/t (ng/min)＝吸引速 SR (cc/min)×暴露濃度 C (ng/cc)
捕集量 W (ng)＝SR×C×t

構造と分子拡散係数 D がわかれば、測定対象となるSR が求められる。また、分子拡散係数 D がわから論計算すると次のようになる。
NO 捕集部では、ない物質は藤田の式（⑥式）等によって計算で求めNO の分子拡散係数 D＝0.2136（cm２/sec at 20℃ )、ることができる。

ポリエチレン多孔栓：捕集部の有効拡散面積
A＝3.14×(0.1)２×25＝0.785（cm２ ）、D=⑥

拡散長 L＝0.6（cm ）、ステンレス金網：捕集部の有効拡散面積

ただし、T は絶対温度（◦K ）、P は全圧（atm ）、

A＝0.371（cm２ ）、Ma、Mb は拡散ガス及び媒体ガスの分子量（g/mol ）、

拡散長 L＝0.02（cm ）、Va、Vb は拡散ガス及び媒体ガスの沸点における分

1 モルの NO ガス重量 M＝30.01（g/mol ）、子容（cm３/mol ）である。

1 モルの NO ガス容量
V＝22.4×(273＋20)/273＝24.04（l/mol ）であるから、NO 濃度換算係数は、3.3 濃度換算係数α
短期曝露用 PTIO 法 NOX サンプラー（図３）について、温度 T＝20℃、湿度 RH＝70％の条件で、このサンプラーにおける拡散管の試料採取速度（SR1）、αNO＝(1/f1)×(1/SR)×(V/M)×1000＝57（ppb･min/ng ）となる。
NO2 捕集部では、ステンレス金網（SR2）の試料採取速度を合わせた

NO2 の分子拡散係数 D＝0.1567（cm２/sec at 20℃）、試料採取速度（SR）は、拡散抵抗として⑦式から求ポリエチレン多孔栓：捕集部の有効拡散面積めることができる。

A＝3.14×(0.1)２×25＝0.785（cm２ ）、拡散長 L＝0.6（cm）、⑦

ステンレス金網：捕集部の有効拡散面積
A＝0.371（cm２ ）、
拡散長 L＝0.02（cm ）、1 モルの NO２ガス重量 M＝46.01（g/mol ）、1 モルの NO2 ガス容量
V＝22.4×(273＋20)/273＝24.04（l/mol）であるから、NO2 濃度換算係数は、αNO2＝(1/f2)×(1/SR)×(V/M)×1000＝57（ppb･min/ng ）となる。
したがって、NO と NO2 に対し算出された濃度換算係数α(ppb･min/ng）及び捕集速度 W/t（ng/min ）から、それぞれの濃度 C（ppb）を求めることができる。また、実環境で測定する場合には、気象条件（温度、湿度）を考慮し、前もって既知濃度の NOガス、NO2 ガスに曝露させるこることで、それぞれ

図3

短期暴露用拡散型サンプラーの構造

なお、NO 捕捉酸化率も含めた NOX（NO＋NO2）ガス捕集率が 99.5％以上である場合、NOX 捕集ろ紙における抽出液中の NO2− 生成係数 f1 は 0.90×0.995である。また、NO2 ガス捕集率が 99.5％以上である
NO2 捕集ろ紙における抽出液中の NO2− 生成係数 f2は 0.80×0.995 である。
そこで、NO 及び NO2 の濃度換算係数αの値を理の濃度換算係数α（ppb･min/ng ）は実測値から求められる。
3.4 短期暴露用 PTIO 法 NOX サンプラー
短期暴露用 PTIO 法 NOX サンプラーは NO（NO＋NOX2）の捕集部において有機酸化剤の PTIO
(2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-3-oxide-1-oxyl）
を使用し、NO ガスを選択的に NO2 に酸化変換させて捕集することによって大気中の NO、NO2 を同時に測定できるサンプラー（図３）である。このサンプ

3

ラーはバッジ型、ジュラコン製短円筒形で、大きさ2NO2＋N(CH2CH2OH)3＋H2Oは直径 2cm、長さ 3cm、重さが約 10ｇと小型軽量で→ (CH2CH2OH)3NHNO3＋HNO2⑧ある。捕集用ろ紙を除き、サンプラーは繰り返し使用できる。また、捕集部は NO2 側と NOX 側に分かれており、大気中の NO と NO2 はそれぞれの捕集部へ＋ NO →分子拡散の原理によって捕集される。
NO2 側 で は 、 NO2 ガ ス の 捕 集 試 薬 と し て TEAPTIO Ⅰ（Triethanolamine）が担持されたろ紙を捕集部に使用しており、⑧式の反応により NO2 が捕集される。
一方、NOX 側では、⑨式の反応により NO が PTIO に・よって NO2 に酸化され、もともと存在している NO2がとともに⑧式の反応により NOX（NO＋NO2）として＋ NO2捕集される。NOX 側で求められた NOX（NO＋NO2）量から NO2 捕集部の NO2 量を差し引くことで NO 量が求PTIO Ⅱめられる。

□ 新入社員紹介
昨年は、新卒の採用を見合わせていましたが、今年の春には、新卒と中途の 2 名を採用することになりました。研修も終わり、斎間さん（写真右）は環境部に、深沢さん（写真左）は分析部に配属となりました。簡単な自己紹介をお願いしましたので、皆さんよろしくお願いいたします。

〇 斎間 加波・好きな食べ物：ピザ、焼き鳥、ラーメン・好きな芸能人：阿部寛、篠崎愛
・趣味：映画鑑賞
・ひとこと．
．
：今は毎日のことで精一杯ですが、会社の一員として役に立てるよう日々励んでいきたいと思っております。ご指導のほどよろしくお願い致します。
〇 深沢 志保・好きな場所：牧場、空港
・癒しのとき：抹茶のスイーツをネットサーフィンしているとき！
・ひとこと．
．：慣れるまではご迷惑をお掛けしますが、いつか皆さんに「入社してもらってよかった」と思っていただけるよう、一つ一つできることを増やしていきたいと思います。ご指導ご鞭撻の程、どうぞよろしくお願い致します。
〔編集後記〕
新年度を迎えるにあたって、新たな仲間も加わりました。
これからも、技術力の向上に努め、お客様の要望・ご期待に沿えるよう、努力していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

4