キビタン画像共有システム
DICOM 画像 Viewer
操作説明書

◆

DICOM 画像 Viewer について............................................................................................................................................................................................ 31

システムの起動 ............................................................................................................................................................................................................... 3

2

メイン画面(初期表示)...................................................................................................................................................................................................... 42.1

ウィンドウの主な説明 ................................................................................................................................................................................................. 42.2

画像画面メニュー ........................................................................................................................................................................................................ 5

2.3

機能一覧 ..................................................................................................................................................................................................................... 52.1

画像操作 ..................................................................................................................................................................................................................... 72

◆ DICOM 画像 Viewer について
本システムはキビタン Cloud Server へ UpLoad された DICOM 画像を参照する機能を提供する事を目的としたものとなります。

1

システムの起動
UpLoad 画像一覧、Report 入力画面の Viewer ボタン、Viewer 起動ボタンを押下して下さい。新規タブが開き、DICOM 画像 Viewer が起動します。

Viewer ボタンを押下して下さい。

Viewer 起動ボタンを押下して下さい。

3

2

メイン画面(初期表示)
2.1

ウィンドウの主な説明① 検査情報や機能、メニュー表示位置の切り替えを行う事ができます。

③

リセットアイコンをクリックすることにより設定を行った条件をクリアできます。

①② 画像を表示します。
③ 同一患者様の検査履歴を表示します。
④ シリーズのサムネイルを表示します。
＊過去画像等、別シリーズを表示はシリーズサムネイルを②②表示部にドロップしてください。
【検査履歴】

・選択されている検査は緑色の文字列で表示され、④表示部にシリーズサムネイル画像一覧が表示されます。

③④【シリーズ一覧（サムネイル）】

・選択されているシリーズは黄色枠となり、②表示部に DICOM 画像が表示されます。
42.2

画像画面メニュー

画像画面メニュー①③②①患者情報を表示します。
（キビタンパスポート ID、性別）③機能を登録しているタブを切替えます。
④タブに登録されている機能のアイコンを表示します。
2.3

機能一覧

■タブ（View）項目
同期：全シリーズの同期/非同期の切り替えを行います。
左クリック時のマウスドラッグ操作にてスライス送りを行います。
左クリック時のマウスドラッグ操作にてウィンドウレベルの“インデックス”、“画像位置”、“画像距離”から同期方法を選択出来ます。
インデックス：同期位置に関係なく、画像送りを行います。

調整を行います。
画像位置：画像位置が一番近い画像を自動的に選択し画像送りを左クリック時のマウスドラッグ操作にて画像の拡大・縮小を行います。

行います。
画像距離：スライス厚を考慮し、画像送りを行います。
左クリック時のマウスドラッグ操作にて画像の移動を行います。

スカウトライン：スカウトラインの表示/非表示を切り替えます。
アノテーションの表示/非表示を切り替えます。

リセット：選択しているシリーズ全ての画像を初期状態に戻します。

5

■タブ（Measure）項目
距離計測：始点と終点を指定し、距離を表示します。

テキスト：画面上に入力エリアを指定し、文字の入力を行います。

角度計測（3 点）：3 点を指定し、角度を計測します。

ROI 測定：指定した範囲の min、max、ave 等の値を表示します。

矢印：始点と終点を指定し、矢印を書きます。

■タブ（Divide）項目
シリーズ分割（1×1）：1 シリーズの表示を行います。

シリーズ分割（1×2）：2 シリーズ（縦分割）の表示を行います。

シリーズ分割（2×1）：2 シリーズ（横分割）の表示を行います。

シリーズ分割（2×2）：4 シリーズ（4 分割）の表示を行います。

シリーズ分割（2×3）：6 シリーズ（6 分割）の表示を行います。

シリーズ分割（2×4）：8 シリーズ（8 分割）の表示を行います。

6

2.1

画像操作

【画像送り】
マウスホイール操作、またはオレンジ色の摘みをドラックすることにより画像送りが出来ます。

オレンジ色の摘みをクリックして、ドラッグすると画像送りが出来ます。

【シリーズ表示位置入れ替え】
分割表示中に画像左上部アイコンをドラックし、他の表示位置にドロップします。

7

【シリーズ表示画像入れ替え】
シリーズ一覧よりサムネイル画像を表示画面へドラッグアンドドロップします。

サムネイル画像を表示したい分割表示場所にドラッグアンドドロップすると、選択したシリーズ画像を表示します。

8

【検査入れ替え】検査一覧から別リストをクリックすると、選択検査のシリーズサムネイルが表示されます。

別検査リストをクリックすると、選択検査サムネイルが表示されます。

9