京都大学 木野 勝

せいめい望遠鏡のスペック
望遠鏡 ・・・ 口径3.8m
●

焦点

●

視野：ナスミス×2

1/20

F/6

▶ 大型装置：φ12分角（最大φ60分角）▶ 小型装置：φ8分角●

二重星 HD186605 離隔1”.0

結像性能 ：FWHM ～1秒角（光バケツ状態での運用）

指向精度 ：rms ～10秒角● 追尾精度：2～3秒角/10分●▶ オートガイダ使用時 ：～1秒角/2時間

運用中の観測装置

2019Aより運用中
KOOLS-IFU● TriCCS（撮像モード） 2021Bに運用開始●

2装置で定常運用

2/20

構成員
附属天文台副台長：太田●研究職| 木野特定准教授(大学間連携)：山中(3月末で異動) → 公募調整中
特定助教(岡山天文台特別講座)：大塚

黒田(6月末で転出) → 山本(10月着任予定)
松林(5月末で転出) → 磯貝(10月着任予定)

研究員：●

磯貝 ・ 川端 ・ 山中(10月末で転出予定)

技術職員| 仲谷

教務補佐員| 戸田

岡山勤務の職員

望遠鏡開発/保守：岩室 ・ 栗田ほか、 運用：野上・前田ほか
国立天文台ハワイ観測所岡山分室のサポート

3/20

予算
運用資金
●

京大：3375万円 ＋ 国立天文台：3375万円
うち1450万円は大学間連携
今年度から新枠組に移行

観測装置開発 科研費など
TriCCS（可視3色高速撮像分光）● SEICA（ExAO＋コロナグラフ）● 赤外偏光撮像
●

●

分割鏡制御

今年度末で契約更新
9月16日に京大・国立天文台で継続に合意

4/20

観測時間の配分
典型的な夜数(半期)
職員時間 10夜

エンジニアリング15～25夜京大時間 60～70夜

共同利用 60～70夜

採択課題数
2021A
2021B
2022A
2022B

うち最大1割が大学間連携

京大

共同利用

Classical

ToO

Classical

両方

ToO

101481671212118108911127101011

5/20

月ごとの観測状況
梅雨季以外は高い稼働率●

6, 7月を除けば85%（晴天率込で～40%）

2019A

2019B

2020A

2020B

2021A

2021B

2022A

：(青+緑+赤)×晴天率

6/20

ToO観測の状況
この1年は平均で3夜に1件程度● 1件あたりの観測時間は～0.15夜
●

順調に増加

同じ課題でも夜ごとに独立してカウント
時間超過による追加申請はまとめて1件とする

2019A

2019B

2020A

2020B

2021A

2021B

2022A

観測論文など
京大時間

2021年10月～2022年8月

https://ui.adsabs.harvard.edu/user/libraries/wD_67svdRii2HOjSawkGKQ に集計

査読論文：8件● ATelなど速報：5件● 観測装置論文：1件●共同利用時間●2021年8月～2022年7月

査読論文：5件

記者発表
Namekata K. et al. “Probable detection of an
eruptive filament from a superflare on a solartype star”, Nature Astronomy on Dec 9, 2021

京大・共同利用を合わせた
豊富な観測時間の成果

7/20

観測停止に至ったトラブル（2021B～）※共同利用時間＋京大時間の合算●

2021年8月15～18日

KOOLS-IFU冷却トラブル●

2021年8月31日

主鏡 (Seg15) 接着剥離●

2022年1月

16日

KOOLS-IFU HDD故障●

2022年3月 8～10日

コロナ感染対応●

2022年4月5日

主鏡 (Seg16) の動作不具合●

2022年4月27日

主鏡 (Seg18) 接着剥離●

2022年7月29～8月1日 第3鏡切替モーター故障●

2022年8月10日

8/20

無人リモート観測試験にKOOLSーIFU電源故障

望遠鏡 : 6.5夜 ＋ 観測装置 : 5.5夜 + コロナ : 2夜
今後は観測装置の安定運用が課題に

その他のトラブル

9/20

解決済みの問題

方位軸の微小振動● 副鏡θy軸の微小振動制御パラメータの調整

主鏡制御の不安定

センサ再接着・取付方法の修正●●

未解決の問題

ドームスリット開閉の不具合● 第3鏡モータの故障

修理待ち、ドーム内で目視操作
修理待ち、赤ナスミスのみで運用●

方位・高度軸の異常加速・振動

何もしていないのに解消●

冬季の主鏡面の変形●

主鏡接着の改善は長期課題

10/20望遠鏡の改良点

望遠鏡●

副鏡・第4鏡再蒸着による反射率の向上●

オートガイダ高精度化

大学間連携の追加配分▶ 駆動ステージの補強●

SHカメラを低温時の主鏡変形に対応▶ 1点モード測定点の位置を変更●

校正光源をTriCCS分光モードに対応▶ 照射光学系を変更

観測環境●

リモート観測体制の確立▶ 無人でのリモート観測の準備

ドーム不具合のため運用開始は見合わせ

11/20

リモート観測・自動観測

リモート観測●京大時間：2020年4月より運用中▶ デスクトップ画面の転送・HTTPベースのUIはポート転送●

共同利用時間：2022年1月より運用開始▶ VPN + KVM over IP による外部からの接続

安全確保のため現地に待機要員

無人でのリモート観測体制を構築▶ 人感センサの設置・監視カメラの増設

自動観測●

スクリプトによる半自動観測▶ 指向誤差の補正・ガイド星の選定

必要に応じて分割鏡の自動調整など

前原氏が中心に構築
試験運用中

大型装置・ファイバ装置

12/20

赤ナスミス

TriCCS● 赤外偏光撮像器（予定）●青ナスミス●SEICA（箱だけ）

ファイバ装置●2ステージ×3ポジション▶ KOOLS-IFU×2▶ IRS:近赤外分光×2（予定）拡張余裕 2ヶ所
2022年7月13日

TriCCS+赤外偏光撮像器 同架試験時

GAOES-RVは小型装置から引出大型装置・ファイバ装置

12/20

赤ナスミス

TriCCS● 赤外偏光撮像器（予定）
●

青ナスミス
●

SEICA（箱だけ）

ファイバ装置●2ステージ×3ポジション▶ KOOLS-IFU×2▶ IRS:近赤外分光×2（予定）拡張余裕 2ヶ所
GAOES-RVは小型装置から引出KOOLS-IFU

13/20

可視光「面分光」装置

2019年2月運用開始●
ファイバフィード型IFU●▶ 110本のファイバで視野：～8×8"●

波長域：0.4～1μm●

フレア星・超新星・銀河・AGNなど様々な天体分光で活躍中

Hα, B, VTriCCS

可視3色高速撮像分光装置

2021年7月 撮像モードの運用開始●
3バンド同時撮像●
CMOSイメージセンサの採用により最大98フレーム/秒●●

短時間変動天体、超新星などの撮像・測光で活躍中

超新星 SN 2022hrs

14/20

15/20TriCCS - 分光モード
2022年3月 エンジニアリング・ファーストライト●
2023年後期より公開予定●●●

0.4～1.0μmスペクトルを一度に最大98フレーム/秒で取得可能
短時間のスペクトル変動
暗い天体の分光などでの利用を期待

超新星 SN 2022hrsN

GAOES-RV

系外惑星探索用 高分散分光器

2022年2月 エンジニアリング・ファーストライト●
2022年度に科学観測開始をめざす●

エシェル分光器＋ヨードセル法による視線速度決定●
波長域：0.51–0.59μm
●

16/20

開発中の装置一覧

17/20

岩室氏Webページより

小型装置
2022年7月22日撮影

KOOLS-IFU ＆ AG使用状態

18/20

18/20小型装置
2022年7月22日撮影

KOOLS-IFU ＆ AG使用状態

主に調整・補助用装置

新規●

GAOES-RV(前置光学系)●

電子観望カメラ

開発中止
●

HiCAS

(高速測光分光)拡張余裕～1m

19/20電子観望会
2022年9月4日

国立天文台が主導● プラネタリウム（岡山天文博物館）に投影●

2022年9月4日 第1回開催（撮影:岡山天文博物館）

まとめと今後の予定

現状●

多少のトラブルはあるが概ね順調に稼働中▶ 主鏡の接着は長期課題、観測装置のトラブルが相対的に増加●

京大・共同利用ともにリモート観測も実施

望遠鏡の改良自動ToO観測、キュー観測の早期実現● 位相カメラ・Warping Harnessによる分割鏡の高精度化●観測装置の充実GAOES-RVの運用開始● TriCCS分光モードの運用開始● 赤外偏光撮像器の搭載● SEICAの搭載●20/20