10.4型

カラー液晶潮流計
CI-88

仕様
潮流
流速
測定精度
流向
測定層数
測定深度範囲入出力データフォーマット：NMEA 0183 ver1.5/2/3、IEC61162-1 ed.2/-2
NMEA入力センテンス
ZDA、RMC、RMA、GGA、GLL、VTG、HDT、HDM、HDG、DBT、DPT、MTW
NMEA出力センテンス
VBW、VDR、VHW、VTG、VLW、CUR：0.0〜9.9kt：0.2kt以内：全周（360゜）：3層：船底下2〜100ｍ（対地モードは水深10ｍ以上、対水モードは水深40ｍ以上必要）

電源電圧
DC24V、2.5A

船速
船速：前進30kt〜後進10kt
左方向9.9kt〜右方向9.9kt
測定精度：±1％あるいは±0.1ktの大きい方以内
方位：全周（360゜）
対地測定可能深度 ：船底下 3〜200ｍ

表示
画素数
内容

防水性
表示部：IPx0
操作部（パネル面）：IPx2
湿度条件
使用温度範囲相対湿度：VGA（640x480ドット）：船速、針路、偏角、潮流（3層）、潮流差（2層）、設定深度、船首方位、自船位置、エコーレベル、水温*：潮流ベクトル、船速、グラフ、潮流航跡、数値、エコーモニター

送信周波数：288kHz

機能
測位モード
機能

：対地、対水、航法、自動：底潮追尾、アラーム出力、干渉除去、デモ出力：船速、潮流、取付角（方位誤差、トリム、ヒール）、針路誤差、吃水、外部KP補正

カラー液晶潮流計
CI-88
TFT液晶を採用した薄型設計
小型・軽量化で小型船への装備性能向上

送受信演算部：IPx0、送受波器：IPx8：送受波器…-5゜
C〜+55゜C、その他の装置…-15゜
C〜+55゜
C：95％以下（40゜C）

構成*別途水温センサーとの接続が必要

画面10.4型

標準構成：標準タイプ（表示部付き）
1. 指示部（MU-100C）
2. 操作部（CI-6888）
3. 送受信演算装置（CI-8810）
4. 送受波器（CI-8840-1、10mケーブル付き）
5. 工事材料、付属品、予備品

×1×1×1×1※ブラックボックスタイプは、表示部は構成に含まれておりません。
別途対応モニターをお買い求めください。
オプション●接続箱（送受波器ケーブル延長用）●船底タンク（鋼船用/FRP
船用キール埋め込みタイプ/FRP船用突出装備タイプ）●スルーハルパイプ（鋼船用/FRP船用）●舷側タンク●振動子フランジ装備が自由な分割ユニット ！
！

外寸図

表示部・操作部

送受波器

送受信演算部（MU-100・CI-6888：5.7kg）（CI-8840-1：6.1kg）（CI-8810：12.0kg）
280

11¡

4- 1288.5

R5210
197

61020

98.586.5

171＜フラッシュマウントタイプ＞

R1127153

041160320334336

12320153

R6206.5530566590

357

327

21035

13. 290300

290

6- 7!

安全に ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、 ★ご購入の前に●仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
●当製品をお買い上げの場合、取付工事費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
関する正しくお使い下さい。
●印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
ご注意●このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

漁撈機器 / 航海機器 / 無線通信装置 / 海洋開発機器 / 航空用機器 / マリンスポーツ用機器 / 情報機器

●お問い合わせは品質保証の国際規格
ISO9001認証取得

http://www.furuno.co.jp/
本社 662-8580 西宮市芦原町 9番 52 号
（0798）
65-2111（大代表）
東京支社 101-0024 東京都千代田区神田和泉町 2番 6号（亜細亜ビル） （03）5687-0411（代表）
●東京支店
（03）
5687-0464 ●関東支店（03）5687-0432 ●広島支店（0848）
63-1191●フルノ北海道販売株式会社●フルノ東北販売株式会社●フルノ関西販売株式会社●フルノ西日本販売株式会社●

ルノ南日本販売株式会社（札幌支店）（011）221-8201（釧路支店）（0154）25-7831（石巻支店）（0225）93-0701（八戸支店）（0178）33-7415（伊勢支店）（0596）35-0330（関西支店）（0798）63-1201（金沢支店）（076）262-3326（境港支店）（0859）44-3221（高知支店）（0888）32-7171（長崎支店）（095）861-3261（福岡支店）（092）711-1777（下関支店）（0832）67-9111（佐世保支店）（0956）48-4440（宮崎支店）（0987）64 1108（鹿児島支店）（099）266 1828

フルノの品質保証システムが国際的に認められました。

1-0104-3K
カタログNO CI-16潮流ベクトル表示

潮流差ベクトル表示■ 3層までの潮の流向・流速を同時に表示■ 10.4型カラー液晶採用■ ピッチング、ローリングに強い、安定した3ビーム方式を採用

表示部には視認性の良い、TFTカラー液晶を採用。

エコーモニター表示ます。

■ 水深100mまでの潮流測定■ 深海漁場での絶対潮流の測定が可能
対地速度が検出できない海域でも、GPS航法装置を接続することで、真の流速を求めることができます。

■ 小型船にも搭載できる、分割ユニットを採用
表示部と操作部が別ユニットなので、小型船など装船速・針路設定深度

備スペースが限られている場合でも容易に装備でき■ 底潮追尾機能ます。

示します。

■ 潮目の発見に威力を発揮する水温グラフ表
示（水温センサーの接続が必要）■ 最大12時間の潮流データを一画面に表示■ モニターを自由に選択可能「ブラックボックスタイプ」は、お客様が自由に各層の経過をグラフで表示します。

1-3層
潮流の流速・流向

海底付近の潮流を水深の変化に応じて自動的に追尾・表

1-2層3層2層1層

潮流差の流速・流向

水温グラフ

モニター（表示部）*を選択できるように設計され■ エコーモニター表示ています。市販のPC用モニターとも接続できま前方、左右斜め後ろ方向のエコー受信状態を確認できます。海底の起伏や魚群分布状況が判断できます。

潮流ベクトル表示

す。（※VGA対応機種）■ ブラックボックスタイプに最適！
！

■ 操業状況が把握できる自航跡表示

潮の流向、流速をベクトルで表示します。設定深度は1mごとに自由に変更でき、最大3層まで測定可能です。その他、潮流差、船首方位*、船速、水温グラフ、エコーモニターなどの情報を1画面に集約して表示します。

大画面15型カラー液晶を採用した液晶ディスプ

自船の移動距離や方位が正確にわかります。また、航跡

レイ「MU-150C」は、ブラックボックスタイプ上に潮流を併記することが可能です。に最適のモデルです。

（*ジャイロコンパスまたはサテライトコンパス等の方位センサーと接続が必要）

潮流航跡表示■ 船速、潮流、潮流差、航程の各種アラーム

船速表示

自航跡と3層の潮流を同時に表示します。縮尺を自由に変更可能で、広範囲の潮流動向を容易に把握できます。

自船の動向を前後方向、左右方向の速度で表示します。
両方の速度を合わせたベクトルも表示するため、実際の船の動きが手に取るように分かります。

15型カラー液晶
ディスプレイ

グラフ表示
過去12時間分の計測データを保存、グラフで表示します。

MU-150C

エコーモニター表示

上潮から底潮まで一目瞭然!

前方、左右斜め後ろの3方向の信号受信状況を映像で表示します。

数値表示
離れた場所からでも判断できる大型文字を使用。
視認性抜群です。

第1層の潮流各層の潮流の速さと方向をベクトルで表示。
ベクトルの長さが速度を、向きは潮流の向かう方向※をあらわします。
※…設定により潮流の来る方向の表示も可能

相互系統図

ブラックボックスタイプ（表示部なし）

標準タイプ（表示部あり）

第2層の潮流送受信演算部
CI-8810

送受信演算部
CI-8810AD-10第3層の潮流NMEA0183表示部
MU-100C

ジャイロコンパス

NMEA0183
GPS
魚群探知機
ソナー

10/20/30/50*m
5/10/15/20/30m

操作部
CI-6888

AD-10

市販
モニター

サテライトコンパス

GPS
魚群探知機
ソナー

5/10m

操作部
CI-6888

10/20/30/50*m

5/10/15/20/30m

接続箱
CI-630接続箱
CI-63010m

10m*注文時にご利用の長さをご指定願います。

潮流イメージ図DC24V

ジャイロコンパス
サテライトコンパス

オプション
または、接続可能機器

DC24V*注文時にご利用の長さをご指定願います。
オプション
または、接続可能機器

CI-88

CI-88

船首方位

視野角が広いため、幅広い場所より映像を確認でき