より詳しい 製 品 情 報 はこちらをご覧ください。

://daiken-iki.and-arc.jp/seihin/yn.html#amyです。

2021.3

カタログ記載内容2021年3月現在ています。

（2103B）

2021 年 3 月 1 日

医療関係者 各位
®

®

テップ）

±25kPa®

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ 汎用輸液ポンプ 輸液ポンプ用輸液セット
医療機器承認番号：30100BZX00245000

保険適用のお知らせ［H］：100±30kPa

持続投与 / 間欠投与 / プログラム投与
PCA ボーラス投与 / 単回投与

販売名：クーデックエイミーPCA

0.1 〜 50.0mL（0.1mL ステップ）

スマホ時より安全により快5 分〜 24 時間（5 分ステップ）
1 〜 11 回 又は無制限

謹啓※ロックアウトタイム設定が1時間未満時に設定できる回数。
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げま

予定量完了後、輸液ライン内の薬液固着による閉塞防止のため、設定された流量で送液する。
0.5 〜 10.0mL/h の範囲内
（0.1mL/h ステップ）で設定可能。

す。

閉塞検出の圧力を 3 段階に切り替えできる。
流量に応じて閉塞圧検出レベルを自動で切り替える。

さて、下記のとおり、クーデックエイミーPCA が保険適用されましたので、お知らせいたします。今後ともご愛顧

気泡検出レベルを 3 段階に切り替えできる。
積算量をクリアする。

を賜りますようお願い申し上げます。

予め登録した流量、予定量、ロックアウトタイム及び PCA ボーラス投与量を読み出し、設定する。
エイミーズ DB マネージャ（専用データベース管理アプリケーション）
で設定した薬剤の選択及び流量範囲を制限する。
/ ポンプ異常警報 / シャットダウン警報

謹白

ポンプロック検出警報 / 操作忘れ警報 / バッテリ残量警報 / 完了前警報
警報音消音後、一定時間（10 〜120 秒：１秒ステップ）
警報状態が解除されないときに再度警報を発生させる。
輸液の完了をコントローラに通知で知らせる。

記

ポンプユニットにアンチフリーフロー機能を有したセーフティバルブを内蔵している。
度：20 〜 90％（結露なきこと）

度：10 〜 95％（結露なきこと）〜 240V±10％

電圧：3.7V

周波数：50/60Hz

消費電流：0.25A●特定保険医療材料

容量：約 1850mAh

度 25℃、
6 時間以上充電、流量 5.0mL/h の場合）

機能区分

CF 形装着部製品名ー装着時）、
PCAスイッチ、コムタッチ（USB コネクタ部除く）

在 007 携帯型ディスポーザダプタ除く））
mm / 約 140g
（ドライブユニット）

ブル注入ポンプ

入数

21.3

エイミーMP ユニット 50mL

4582106559805

3,240 円

エイミーMP ユニット 100mL

4582106559812

エイミーMP ユニットスパイク
148,000円

4582106559850

エイミーMP ユニット 300mL（神経麻酔用）
78,000円4582106559843

エイミーMP ユニットスパイク（神経麻酔用）

4582106559867

希望小売価格（税別）

本体（ドライブユニット）/PCAスイッチ/ワイヤレス充電器（エイミーズホーム）

1

専用通信モジュール（コムタッチ）/専用アプリケーション（エイミーズウィンドウ）/専用データベース管理アプリケーション（エイミーズDBマネージャ）/ USBケーブル入数）

償還価格

1年3月現在（2103B）

セット内容（4）特殊型

製品コード

セット内容
希望小売価格（税別）
エイミーMP ユニット 50mL
019 携帯型ディスポーザブ

4582106559805

ル注入ポンプ

4582106559812

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

51,000円

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

10MPユニット（びん針タイプ）/記名ラベル/キャリングバッグ

10

エイミーMP ユニット 100mL53,000円
50,000円（4）特殊型
MPユニット（神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ
55,000円
エイミーMP ユニットスパイク

10MPユニット（びん針タイプ・神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

在宅1日につき・麻酔当日を除く） 80点

53,000円

4582106559843

エイミーMP ユニットスパイク（神経麻酔用）

4582106559867

在宅療養
エイミーMP ユニット 50mL
調80点
008 携帯型ディスポーザ
指導管理料 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算（1月につき）特定保険
ブル注入ポンプつき・チューブ挿入当日を除く） 80点

80点

医療材料

007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ （4）特殊型※1月につき7個目以降は本区分において算定する。

エイミーMP ユニット 100mL（4）特殊型

100mL以上の場合）

99点

量が500mL以上の場合） 98点
49点つき）

続点滴注射加算は算定できない。

80点
3,240円

特定保険
医療材料

1500点
2500点
3,240円008

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ （4）特殊型

3,240円TEL 0725-30-3150

4582106559812

エイミーMP ユニット 300mL（神経麻酔用）

4582106559843

エイミーMPユニットスパイク（神経麻酔用）
より詳しい
製品
情 報はこちらをご覧ください。

4582106559867

http://daiken-iki.and-arc.jp/seihin/yn.html#amyとがあります。あらかじめご了承ください。
・禁止を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。
、、は大研医器株式会社の登録商標です。
代理店

4582106559805

4582106559850

エイミーMP ユニットスパイク

調剤4582106559850

エイミーMP ユニット 300mL（神経麻酔用）

C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料（1月につき）3,240 円®

3,240 円
高度管理医療機器
特定保守管理医療
一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポ
医療機器承認番号：30100BZX0024
販売名：クーデックエイミーPCA

より詳しい 製 品 情 報 はこちらをご覧ください。

://daiken-iki.and-arc.jp/seihin/yn.html#amyです。ています。

2021.3

カタログ記載内容2021年3月現在（2103B）

品

名

クーデックエイミー PCA

型式

CAP-100

流量精度±6％

流量設定範囲

0.5 〜 30.0ｍL/h（0.1ｍL/h ステップ）

積算量表示範囲

0.00 〜 9999.99mL

プライミング流量

約 150mL/h

予定量設定範囲

0.1 〜 9999.9mL 又は設定なし

追加投与量
（ドーズ）
精度

±10％

輸液機能

投与モード

●材料価格算定に関する留意事項［L］：40±20kPa
閉塞圧検出精度［M］：70±25kPa［H］：100±30kPa

持続投与 / 間欠投与 / プログラム投与

在 007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
追加投与モード

PCA ボーラス投与 / 単回投与

追加投与量
（ドーズ）

0.1 〜 50.0mL（0.1mL ステップ）（１）携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、疼痛管理又は化学療法を目的として使用した場合に限り算定できる。
ロックアウトタイム
5 分〜 24 時間（5 分ステップ）
最大投与回数1 〜 11 回 又は無制限 ※ロックアウトタイム設定が1時間未満時に設定できる回数。
（２）携帯型ディスポーザブル注入ポンプは、１月につき６個以下の使用の場合は区分番号「Ｃ１６６」携帯型ディスポーザ
キープベインオープン（KVO）
予定量完了後、輸液ライン内の薬液固着による閉塞防止のため、設定された流量で送液する。
0.5 〜 10.0mL/h の範囲内
（0.1mL/h ステップ）で設定可能。
ブル注入ポンプ加算を算定し、７個目以降の携帯型ディスポーザブル注入ポンプについて、本区分において算定する。

閉塞検出圧切替

閉塞検出の圧力を 3 段階に切り替えできる。

閉塞圧検出レベル自動切替

流量に応じて閉塞圧検出レベルを自動で切り替える。

気泡検出レベル切替

気泡検出レベルを 3 段階に切り替えできる。

019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ
積算量クリア

積算量をクリアする。

プリセット

予め登録した流量、予定量、ロックアウトタイム及び PCAボーラス投与量を読み出し、設定する。

（２）特殊型については、ＰＣＡスイッチを組み合わせて使用した場合は、第６部注射の通則第４号に規定する精密持続薬剤選択
エイミーズ DB マネージャ（専用データベース管理アプリケーション）で設定した薬剤の選択及び流量範囲を制限する。
閉塞警報 / 気泡警報 / 完了警報 / ポンプ異常警報 / シャットダウン警報
高優先度アラーム
点滴注射加算又は硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算若しくは神経ブロ低優先度アラーム

安全機能

ポンプロック検出警報 / 操作忘れ警報 / バッテリ残量警報 / 完了前警報

再警報
警報音消音後、一定時間（10 〜120 秒：１秒ステップ）警報状態が解除されないときに再度警報を発生させる。
ックにおける麻酔剤の持続的注入における精密持続注入加算は算定できない。
輸液完了通知輸液の完了をコントローラに通知で知らせる。

アンチフリーフロー
使用条件

貯蔵、保管条件●関連技術料（例）
電源

ポンプユニットにアンチフリーフロー機能を有したセーフティバルブを内蔵している。
周囲温度：20 〜 30℃ 相対湿度：20 〜 90％（結露なきこと）
周囲温度：-20 〜 45℃ 相対湿度：10 〜 95％（結露なきこと）
AC アダプタ

定格電圧：100 〜 240V±10％

周波数：50/60Hz

消費電流：0.25A

Ｃ１６６内蔵バッテリ（Li-ion 電池）
電圧：3.7V2,500
容量：約
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
点1850mAh

Ｇ通則４分類

精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前３号により算定した点数に１日につきクラスⅡ機器及び内部電源機器 CF 形装着部

バッテリ駆動時間

約 4 日間（新品バッテリで周囲温度 25℃、6 時間以上充電、流量 5.0mL/h の場合）

IP 分類

IPX4：ドライブユニット（バンパー装着時）、PCAスイッチ、コムタッチ（USB コネクタ部除く）

80 点を加算する。
IPX2：エイミーズホーム（AC アダプタ除く）

外形寸法 / 重量Ｇ００４48（幅）×123（高さ）×27（奥行）mm / 約 140g
（ドライブユニット）

点滴注射（１日につき）

品番

品名

入数

セット内容

１ ６歳未満の乳幼児に対するもの（1 日分の注射量が 100mL 以上の場合） 99 点

CAP-100
CCT-100

クーデックエイミーPCA

希望小売価格（税別）1

本体（ドライブユニット）/PCAスイッチ/ワイヤレス充電器（エイミーズホーム）

148,000円

1

専用通信モジュール（コムタッチ）/専用アプリケーション（エイミーズウィンドウ）/専用データベース管理アプリケーション（エイミーズDBマネージャ）/ USBケーブル

78,000円

２ １に掲げる者以外の者に対するもの（１日分の注射量が 500mL 以上の場合） 98 点
クーデックコムタッチ

３ その他の場合（入院中の患者以外の患者に限る。） 49 点

特定保険医療材料
Ｌ００３
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入（１日につき）（麻酔当日を除く。） 80 点
品番

品名

入数

エイミーMPユニット50 mL

10

セット内容

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、１日につき 80 点を所定点数に加算する。

AMU-050-A

希望小売価格（税別）MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

AMU-100-A
エイミーMPユニット100 mL
10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ
Ｌ１０５
神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入（１日につき）（チューブ挿入当日を除く。）
80 点
AMU-SP1-A

10MPユニット（びん針タイプ）/記名ラベル/キャリングバッグ

50,000円

エイミーMPユニットスパイク（神経麻酔用）

10MPユニット（びん針タイプ・神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

53,000円

注 精密持続注入を行った場合は、精密持続注入加算として、１日につき80 点を所定点数に加算する。
エイミーMPユニット300mL（神経麻酔用）
10
MPユニット（神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

55,000円● 保険算定®

●薬事承認内容
医科53,000円

エイミーMPユニットスパイク

AMU-300-AN
AMU-SP1-AN

51,000円

販売名類別
一般的名称
（1日につき・麻酔当日を除く）L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入
80点

在宅使用目的注 精密持続注入加算（10mL/h以下・１日につき）80点

C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料（1月につき）在宅療養
指導管理料 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算（1月につき）注 精密持続注入加算（10mL/h以下・１日につき）

80点

医療材料

麻酔
クーデックエイミーPCA
機械器具 74 （１日につき患者管理無痛法用輸液ポンプ
特定保険本品は、医薬品又は溶液を患者に注入
007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ（4）マイクロポンプ型
L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入・チューブ挿入当日を除く） 80点

医薬品注入器

G004 点滴注射（1日につき）

汎用輸液ポンプ

1 6歳未満の乳幼児に対するもの（1日分の注射量が100mL以上の場合）
注射99点
輸液ポンプ用輸液セット

2 1に掲げる者以外の者に対するもの（1日分の注射量が500mL以上の場合） 98点
3 その他の場合（入院中の患者以外の患者に限る）49点

Ｇ通則4 精密持続点滴注射加算（30mL/h以下・1日につき）80点

特定保険 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ （4）マイクロポンプ型
3,240円医療材料 ※PCAスイッチを組み合わせて使用した場合、精密持続注入加算又は精密持続点滴注射加算は算定できない。

※1月につき7個目以降は本区分において算定する。

1500点
2500点
3,240円することを目的とし、あらかじめ設定され調剤た投与速度又は投与量に従って連続

特定保険
医療材料

008

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ（4）マイクロポンプ型（持続）注入、非連続（間欠）注入又はボ3,240円

ーラスを制御するポンプである。また必より詳しい 製 品 情 報 はこちらをご覧ください。
要時に患者による追加投与が可能な● ご注文はケース単位でお願いします。
http://daiken-iki.and-arc.jp/seihin/yn.html#amy
PCA スイッチを組み合わせて使用する● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
● 詳細は添付文書・取扱説明書をご参照ください。禁忌・禁止を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。
ことができる。
● クーデック、COOPDECH、エイミー、Amy、 、 、、は大研医器株式会社の登録商標です。
製造販売業者

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉

代理店

TEL 0725-30-3150

TEL 011-708-3060
札 幌 支 店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F
TEL 022-214-4561
仙 台 支 店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K 2小田急ビル6F
さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F
TEL 048-650-9925
東 京 支 店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F
TEL 03-5835-5011
横 浜 支 店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F
TEL 045-872-0700
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F
TEL 052-559-1286
金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F
TEL 076-238-9950
大 阪 支 店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 レナ天満橋ビル7F
TEL 06-6943-1161
広 島 支 店 〒732-0827 広島市南区稲荷町5-18 三共稲荷町ビル2F
TEL 082-568-2377
福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ http://www.daiken-iki.co.jp/2021.

この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

カタログ記載内容2021年3月（21