自主基準 （耐用期間）
耐用期間）
当協議会の病院用ベッドの「耐用期間」および「保守部品の保有期間」について，当協議会の自主基準として以下のとおり定める．

1． 趣旨
病院用ベッドの品質，有効性および安全性の確保を維持する期限を明確化するために，病院用ベッドの「耐用期間」および「保守部品の保有期間」について，病院用ベッド製造業者が基準を定め，購入者および使用者に取扱説明書や納入仕様書によって情報提供することにより，病院用ベッドの適正使用の推進を行うものとする．

2． 適用の範囲
基本的には医療機関に納入する病院用ベッドを対象とするが,施設用ベッド・在宅介護ベッドについても準拠することが望ましい．

3． 用語の定義
3－1「耐用年数」
耐用年数」

税法上,減価償却される年数．

3－2「保守部品の保守部品の保有期間」
保有期間」

病院用ベッドの「保守部品の保有期間」とは，当該製造業者により，当該部品の販売または供給が可能な状
態の保有期間．
保守部品とは，病院用ベッドを本来の状態・機能に復帰させるための修理または機能維持を図るために使用する交換部品（消耗部品も含む）をいう．

「耐用期間」
耐用期間」

3－3 病院用ベッドの消耗部品の交換や,修理を繰り返し行うことで品質・安全性が維持できる標準的な使用期間．

「耐用寿命」
耐用寿命」

3－4 病院用ベッドの物理的,経済的な種々の条件によって,結果として当該病院用ベッドが使用できなくなる状態．

「保証期間」
保証期間」

3－5 病院用ベッドの製造業者が初期故障に対し無償で対応する期間.

※ 3-3 から 5 の病院用ベッドの使用条件は「病院用ベッドの標準的な使用状況と標準的な保守状況の中」とする.

4． 基準の内容
4－1 病院用ベッドの「耐用期間」
4－1－1「耐用期間」の設定条件
１） 病院用ベッドの「耐用期間」を定める場合，主要な構成部品の故障状態（機能および性能が維持できていない状態）を規定して，標準的な保守状況の中で消耗部品を交換や,修理を繰り返し行っても品質・安全性が維持できなくなるまでの期間に安全係数を加味した期間と,市場情報の実績に基づいて設定する．

２） 供給できない構成部品の中で最短の「保有期間」がその病院用ベッドの「耐用期間」ともなる．すなわち，構成部品の供給ができない場合や修理ができない場合は，その病院用ベッドの「耐用寿命」を迎えたことになる．

4－1－2 耐久試験からの病院用ベッドの「耐用期間」
1） 病院用ベッドの耐久試験項目
当該協議会おいて製品の耐久性を担保に病院用ベッド「耐用期間」を設定する最低保証の耐久試験項目
は以下のようにする．
下記の試験回数はベッドの主要部品の耐久性の保証値では無く,あくまでこの協議会の会員が病院用ベッドの耐久性評価をする場合に使用する1 年分の最低値である．「耐用期間」の設定は耐久性評価と経年劣化を考慮し決定する．

試験項目及び重量
基準重量及び荷重
備考
安全使用荷重1,350NIEC 60601-2-38 安全に使用できる使用者の体重ギャッチ部
負荷 ボトム均等 1,350N 安全使用荷重を均等に分布
耐久試験荷重（背 600、脚 400）
背部の荷重 1,350N×45％ 脚部の荷重 1,350N×30％
背部稼動耐久試験
1,250 回
5 回/日×365 日×0.63（ストローク率）+α＝1,250
脚部稼動耐久試験
1,250 回
5 回/日×365 日×0.63（ストローク率）+α＝1,250
ハイロー部
耐久試験荷重 負荷 ボトム均等 1,700N IEC 60601-2-38 安全に使用できる使用者の体重+付属品重量
昇降稼動耐久試験3,000 回IEC、SG マーク基準 に準拠し、期間に関係ない最低値
耐荷重（ハイロー部）
4,000NIEC 60601-2-38 1 時間負荷し状態の確認
2） 電気的安全性
当該病院用ベッドは電気的安全性を担保する為に電気用品安全法（区分その他の電気機械機具付家具）に準拠しなければならない．更に、病院用ベッドとして取扱説明書において電気部品の取り扱いの注意喚起を行うと共に、トラッキング対策など更なる安全性を強化すること。

3） 消耗品の明確化
当該病院用ベッドは取扱説明書または，納入仕様書に病院用ベッドの「耐用期間」を明確化すると共に，構成部品である消耗品を明確化しなければならない．また、消耗品である理由と「保有期間」を情報提供することとする．

※ 「保守部品の保有期間」を設定する上での参考資料○ 電装部品
病院用ベッドの多くは電装部品が使用されている.電装部品の中にはミニリレーやマイクロスイッチ等機械的接点を利用したものや組み込
必

コ デ サ
検認ン

まれた場合,定期点ン等，寿命がでは確公表
難することはされているものがある．これらの部品は，病院用ベッドにしい.

各社の実績から，耐用期間や保有期間を決定する要がある.

○ キャスタ

搬送

多くの病院用ベッドでは目的としてキャ タス

で条件が規定されているが耐久性の基準は無い．キ

４

ャ タ
ャ タ
信頼
環境 大 左右 一概が使用されている．キ

年としている．病院用ベッドに取り付けた場合は使用の位置

必

づけが要．

ス

IEC JIS
一 ３ ～の安全性基準としては・製造業者によると性に関しては

年ににはきくス

され言様にえないが，消耗部品

4－2 病院用ベッドの「耐用期間」の決定

及 根

当協議会会員は上記条件

び

拠，実績により，病院用ベッドの「耐用期間」を明確にすること．

4－3 取扱説明書または納入仕様書の記載義務
取扱説明書または納入仕様書には以下の項目を含めること．

4-3-1 取扱説明書または納入仕様書の記載事項
1） 購入者や使用者に当該病院用ベッドの品質，有効性および安全性の確保が維持できる「耐用期間」を明確

当該病院
当該病院用
病院用ベッドのベッドの「耐用期間」
耐用期間」とその根拠とその根拠・根拠・解説 告知「耐用期間」
耐用期間」は引渡し
引渡し後○○年○○年 載2） 使用環境条件，通常想使用環境条件，制限条件，制限条件，および保守維持管理および保守維持管理の保守維持管理の条件等 告知にし，知らしめることが望ましいことから．

をを含め，当該ベッドのと記のこと．
を載
載条件等を記内容

すること．

環境

定される使用条件，検のこと．品質，有効性および安全性の確保を維持するための保守点等を記すること等，修理実施条件や実施のこと．

3） 主要な構成部品の「保守部品の保有期間」を告知すること．

制変「保守部品の終了 止 後○○載
保守部品の保有期間」
保有期間」
徹底
引渡 後○○載良満了 過 後 稼動
鑑み
差 支変 文 連絡
じ面

保守部品の設定

範囲，条件，特別部品の保有期間の当該ベッドのは製造販売の情報提供ができない場合は，「耐用期間」
ことはしを経した，し限，保有期間を（中年と記状況や部品供給をえない． 「保守部品の保有期間」

更の「保守部品の保有期間」が保てない場合は，あらか更する場合等の情報等を含め，のこと．製造販売終了 止）年と記（中してもい．製造業者等が当該病院用ベッドの延長
調達 不へ連絡，自主的に「保守部品の保有期間」を書

保守部品の製造およびめその理由を記した書）するが可能となり，により，購入者を行うこととする．

消耗品を消耗品を明確化

4） 構成部品である消耗品である消耗品である理由である理由と理由と「保有期間」保有期間」しなければならない．また、を情報提供することとする。

5） 「耐用期間」を超過しているか否かの判断は，日常的に購入者自ら行えることが望ましいために，当該ベッド

管奨の保守，維持検守点を推「点検の点検の頻度・頻度・点検方法点検方法」方法」等を提出

示

理のために納入仕様書または，取扱説明書等には，「保守部品の保有期間」を明時していく上で納入にはする．

する．保

5． 附則
1） この自主基準は，平成 20 年 4 月 1 日から適用する．現在展開中の製品もあるので経過措置として，猶予期間を2年間とする．

2） この自主基準の改正は,医療・介護ベッド安全普及協議会 理事会にて承認の上行う．
以上