DO仕様
FDO 70x IQ

測定範囲（25℃）
分解能

DO

0 〜 20.00 mg/L (ppm)

飽和率0 〜 200.0 %DO

0.01 mg/L (ppm)

飽和率

0.1 %

測定精度

1 mg/L (ppm) 以下 ; ± 0.05 mg/L (ppm)
1 mg/L (ppm) 以上 ; ± 0.1 mg/L (ppm)

再現性± 0.05 mg/L (ppm)
t90（90％応答時間）

700IQ：150 秒未満

t95（95％応答時間）

700IQ：200 秒未満

701IQ：60 秒未満
701IQ：80 秒未満
必要なし

妨害物質

硫化水素・塩素・イオン性物質の妨害を受けない

センサー異常検出

センサーキャップ機能のモニタリングにより検出校正

IQMC による工場校正、大気校正、飽和水校正

温度測定− 5 ～ 60 ℃ / ± 0.5 ℃

温度補償− 5 ～ 50 ℃
最大 10 bar（水深 100 ｍまで）
動作温度

700IQ：− 5 ～ 50 ℃

701IQ：− 5 〜 40 ℃

保管温度

700IQ：− 25 〜 50 ℃

701IQ：− 25 〜 40 ℃

EN 61326 Class B, FCC Class A
必要不可欠な操作を対象とする
V4A ステンレス鋼 1.4571

POM

プラグヘッド接続ハウジング

POM

POM

センサーヘッド

POM、PVC

POM、PVC

センサーキャップ

PMMA、PVC、シリコンPMMA、PVC、シリコンプラグ、3 極

ETFE(blue)Tefzel

ETFE(blue)Tefzel

固定リング

POM

POM

保護フード

ーPOM

FDO 70x IQ

424

FDO 70x IQ SW

400

濁度／ SSシャフト

334

チッ素

EMI/RFI 適合

寸法
39.7

40.0

Socket SACIQ...
エア洗浄孔

質量

Socket SACIQ...

約 1500 g
２年

センサーキャップ

SC-FDO700：2 年

SC-FDO701：6 ヶ月リンセンサー

商品コード2 年保証

型式

内容商品コードFDO 700 IQ

光学式 DO センサー / 排水アプリケーション向け
内訳；センサー (1)、センサーキャップ (1) ※ SACIQ センサーケーブル別売り

201 650

FDO 701 IQ

光学式 DO センサー / 排水アプリケーション向け〈迅速応答モデル〉
内訳；センサー (1)、センサーキャップ (1) ※ SACIQ センサーケーブル別売り

201 660

FDO 700 IQ SW

光学式 DO センサー / 海水アプリケーション（養殖業など）向け

201 652

FDO 701 IQ SW

光学式 DO センサー / 海水アプリケーション（養殖業など）向け〈迅速応答モデル〉

201 653

SC-FDO 700

センサーキャップ、FDO 700IQ 型 /700IQ SW 型用

201 654● アノード・カソード不使用のセンサー

SC-FDO 701

センサーキャップ、FDO 701IQ 型 /701IQ SW 型用

201 655● 隔膜・内部液不要で測定可能

SACIQ-7.0

センサーケーブル、IQ センサー用、ケーブル長 7.0 m480 042

MSK FDO

センサー保護キャップ

205 253●測定時に酸素消費が無いため、測定サンプルの流速不要

光学式溶存酸素センサー FDO 70x IQ 型の特長

※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

販売店

WTW社輸入総代理店

従来の光学式溶存酸素計と比較して以下のような特長及び機能を備えています●知能を持った高性能センサーキャップ（IQMC）･･･ センサーキャップの交換作業のみ●ソフトグリーン技術 ･･･ センサーキャップが長寿命に有機物保証
期間

約 900 g59.5

残留塩素周囲条件

導電率

耐圧

材質

FDO 70x IQ 型

DO

流速On-Line

IQ
センサーネット

応答時間（25℃）

DO
optical
光学式溶存酸素センサー

FDO 70x IQ SW

pH/ORP

型式

オンライン

光学式溶存酸素センサー●先端部の 45 度傾斜構造のセンサーキャップ ･･･ 気泡滞留の影響を低減

社 〒112‐0001 東京都文京区白山5-1-3 東京富山会館ビル
ＴＥＬ．03（3812）9186（代）ＦＡＸ．03（3814）7538

アクセサリー

本ろ過装置●同光路長リファレンスシステム（EPRS 方式）･･･ 測定値ドリフトを回避可能

大 阪 支 店 〒532‐0003 大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
ＴＥＬ．06（6392）1978（代）ＦＡＸ．06（6392）1971

URL https://aqua-ckc.jp/220100TM

光学式溶存酸素センサー

FDO 70x IQ 型

On-Line水質監視システム IQ センサーネットとの組み合わせ例■測定原理

センサー 1本分子を構成する電子の持っているエネルギーレベルは、外部から紫外線等の照射を受けると光エネルギーを吸収して「基底状態」から「励起状態」に遷移します。通常、光励起された分子は、蛍光を放射してもとの基底状態に戻ります。しかし、光励起状態にある分子の周りに酸素分子が存在すると、励起エネルギーが酸素分子に奪われ、蛍光発光強度が減少します。この現象は消光現象と呼ばれ、蛍光発光の強度は酸素分子濃度に反比例します。このことにより、蛍光発光の消光現象は、励起光照射から蛍光発光が消えるまでの時間や励起光と蛍光発光との位相のズレを測定して酸素濃度に変換されます。

100 %励起O2 なしの蛍光発光曲線

強度O2 ありの蛍光発光曲線

T1

センサー 1本＋エア洗浄

マルチ変換器DIQ/S 281
472 103

マルチ変換器DIQ/S 282
472 110マルチ変換器DIQ/S 282
472 110センサーケーブル
1.5m : SACIQ-1.57.0m : SACIQ-7.015.0m : SACIQ-15.0

センサーケーブル
1.5m : SACIQ-1.57.0m : SACIQ-7.0
15.0m : SACIQ-15.0

延長ケーブル
SNCIQ
長さ指定

DO センサー
FDO 700 IQ（SW）
FDO 701 IQ（SW）

DO センサー
FDO 700 IQ（SW）
FDO 701 IQ（SW）

T2受光部

蛍光発光

エア洗浄装置Cleaning Air Box-115VAC480 017

洗浄ヘッド
CH
900 1070%センサー 2 本

センサーケーブル
SACIQ-x.x
2本DO センサー
FDO 700 IQ（SW）
FDO 701 IQ（SW）

エアホース 15m

中継ボックスDIQ/JB472 005

硝酸センサー
NitraLyt Plus
700 IQ107 080

Zeit [µs]時［μｓ］

参照光源

DO 測定には蛍光発光信号の強度ではなく、10-6 秒単位の発光開始時間の差(T2 ー T1) を用いて測定しています。

変換器仕様

励起光源
蛍光物質

電極部構造

● ソフトグリーン発光技術

励起

アナログ出力2ch、DC 0/4 〜 20 mA

リレー出力

2点6ch、
DC 0/4 〜 20 mA

3点

6点

144(W) × 173(D) × 144(H)mm

約 1.2 kg

約 1.7 kg

商品コード472103

472110472130

210.0
FDO_mg/L
既設 DO 計 _mg/L

2.0

ポータブル DO 計 _mg/L

1.8ゼロ（FDO）

ゼロ携帯

ゼロスパン（携帯）理論飽和値

スパン（FDO）
12.0
10.0

1.6ゼロ（mg/L）

6.0

4.0

2.0

1.4

8.0

1.2

6.0

1.0
0.8

4.0

0.6
0.4

2.0

0.2
0.0

3/14

3/21

3/28

0.0063

下水処理場における溶存酸素測定例

84119189

経過日数229272288

スパン（mg/L）

8.0DO（mg/L）

144(W) × 125(D) × 144(H)mm

約 1.2 kg

1IQMC 校正済みのメモリーチップ搭載

3/8144(W) × 125(D) × 144(H)mm

質量№

最適化されたセンサーキャップには工場出荷時校正やメンテナンスデータが記録されており、FDO 70x IQ 型を IQ センサーネットに接続することにより自動的に呼び出されます。

0.0− 20 ～ 55℃

システム構成例

センサーキャップに埋め込まれたデータチップ（IQMC テクノロジー）にデータを直接保存、呼び出せます。

■アプリケーション事例

最大 4 本20％ガラス繊維含ポリカーボネート

外形寸法

E P R S 方式

最大２本

AC100 〜 240V、50/60 Hz

材質

緑色光発光技術

マルチ変換器DIQ/S 284 CR63ch、
DC 0/4 〜 20 mA

使用温度
蛍光物質
コーティングメンブレン

マルチ変換器DIQ/S 282 CR3

バックライト付 TFT ディスプレイ
解像度：320 × 240 ピクセル

電源

● 知能を持った高性能センサーキャップ

隔膜式溶存酸素計は、下水及び排水処理施設で広く使用されていますが、設置状況により、頻繁に電極洗浄、ゼロ / スパン校正などのメンテナンスを行う必要があります。光学式溶存酸素計の測定例は、ゼロ / スパン校正等の作業なしで既設隔膜式溶存酸素計の測定値とよく一致しており、メンテナンスコストの大幅な改善が期待できます。

1 本まで表示測定チャンネル

FDO 70x IQ 型はソフトグリーンLED を用いています。この緑色光の発光エネルギーは青色光より低いため、蛍光物質の消耗速度が遅く、センサーキャップの寿命が長くなります。

蛍光発光マルチ変換器
DIQ/S 281

型式
接続センサー数同じ長さの光路を測定チャンネルと参照チャンネルに使用することで真のリファレンスを作り出します。

フォトセル

参照チャンネル

従来の光学式溶存酸素測定技術では蛍光物質を青色光（高エネルギーな光）で励起します。青色光の照射は蛍光物質の消耗速度が速く、センサーを何度も再校正しなければなりませんでした。

● 同光路長リファレンスシステム（EPRS 方式 )

商品コード

型式

品名

数量

109 295

SSH/IQ

日除けシールド2仕様

109 288

MS/SD 170

日除けシールド取付金具

1SSH/IQ 用

480 042SACIQ-7.0

センサーケーブル

17m

11 本掛（L=1067mm）

3109 320（109 261）

EH/U 170（UA 130）

吊下式センサーホルダー（浸責 / 吊下式センサーホルダー）

4201 650

FDO700IQ

DO センサー

15900 107

CH

洗浄ヘッド

115 m ホース付き

6109 280

BE/ST 170

フロアスタンド

1H=1600mm

1

張り出し 1.5m

17109 272

EH/F 170-1.5

吊下式センサーホルダー取付金具

8480 017

Cleaning Air Box
115VAC

エア洗浄装置9472 110

DIQ/S 282

変換器

1

出力信号：0/4 〜 20 mA × 3ch、リレー× 3 点

1

982

763

電源：AC100 ～ 240V
（50/60Hz）54