1／7

2300 遠隔計測監視システム シリーズ

仕様書

形名：2331

品名：電力モジュール■ 主な機能と特長
2300 遠隔計測監視システムを構成する電力測定用モジュール
・電圧、電流、有効電力、力率、インターバル時間内の有効電力量，周波数の測定に対応
・AC70〜260V の単相から三相 4 線ラインまで対応できるクランプ式電力計（100V／200V：2 レンジ）・記録インターバルを 1 秒から 60 分までの間で選択可能
・記録インターバル内の最大値・最小値・平均値の記録が可能（サンプリングは 1 回／秒）
・アラーム出力端子付き注）商取引用の電力計および電力量計としては使用できません。

■ 入力仕様
◆測定項目◆電圧・電流電流レンジ◆有効電力

2331SPC-J00

2／7電力レンジ※…レンジ構成表は電圧・電流測定レンジのフルスケールを示します。
VT（PT）比、CT 比の設定がされている場合は、（VT（PT）比×CT 比）倍されたレンジ構成となります。
◆有効電力量◆力率◆周波数◆その他特性◆確度保証条件

2331SPC-J003／7■ 出力仕様■ 設置環境アラーム出力：2CH※アラーム（Hi または Lo）時に出力 ON
アラーム出力は「通信モジュールのリセットスイッチにより解除」と「1 秒毎の判定結果を出力」を選択

使 用 場 所
使用温度範囲使用湿度範囲
保存温度範囲保存湿度範囲使 用 高 度
使用周囲雰囲気出 力 方 式 オープンコレクタ
最 大 入 力 DC 30V、20mA max.
電 圧 ・ 電 流
信 号 の 論 理 有効：ON 無効：OFF■ 機器仕様入力部
交流電流：クランプセンサを接続
交流電圧：直結
通信部
内部通信インタフェース：CAN バス（500kbps）
接続方式：モジュールベース（2391 または 2392）に接続
電源部
定格電源電圧：DC5V±0.3 V
接続方式：モジュールベース（2391 または 2392）に接続することにより電源モジュール（2361）より供給

室内
0〜50℃
80%rh 以下（結露なきこと）-10〜50℃
80%rh 以下（結露なきこと）
2000m 以下
腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと■ 性能
最大定格電力：2.5 W
対地間最大定格電圧：電圧入力（U INPUT）端子
AC300Vrms、50／60Hz
耐電圧：AC3.536kV・U INPUT 端子−ケース間（端子部は除く）
AC2.210kV・U INPUT 端子−ALARM 端子、インターフェース端子間
・CLAMP SENSOR INPUT 端子−ALARM 端子、インターフェース端子間（50／60 Hz、感度電流 5mA、1 分間）■ 適合規格安全性：EN61010-1 測定カテゴリⅢ（予想される過渡過電圧 4000V）、汚染度 2
EMC：EN61326 CLASS A

記録部
内部記憶容量：512kB フラッシュメモリ
時計精度：±100ppm（0〜50℃において、通信モジ
ュール未使用時の参考値）
停電対策
機器動作：停電復帰後、停電前の状態に自動復帰
パックアップ：記録データ（フラッシュメモリに記録）※ただし、停電前後最大 2 分間のデータ欠落あり
内部状態表示POWER LED 表示

2331SPC-J00

4／7■ 機能仕様PC アプリケーションからの通信により実行する
1.モニタ機能
現在の測定値（瞬時値）を出力する
2.測定値記録機能
設定した記録インターバルごとの測定値をフラッシ
ュメモリに記録する
記録モード：瞬時値、MAX／MIN／AVE、瞬時値+MAX／MIN／AVE
計 3 モード
記録スタート前に設定
記録開始：即時開始／予約時刻開始
記録終了：手動終了／予約時刻終了
メモリフル時の動作：
最古データの上書きによるエンドレス記録／メモリフル時に記録を停止
記録スタート前に設定
記録インターバル：1/2/5/10/15/20/30 秒
1/2/5/10/15/20/30/60 分
記録内容：時刻、データ（電圧、電流、有効電力、力率、インターバル時間内の有効電力量、周波数から選択）
記録スタート前に設定※スケーリング ON 時はスケーリングしたデータ
瞬時値記録モード
1P2W
U1、I1、P、PF、WP+、FREQ
1P3W／3P3W U1、U2、I1、I2、P、PF、WP+、FREQ
3P4W
U1、U2、U3、I1、I2、I3、P、PF、WP+、FREQ
MAX／MIN／AVE 記録モード
1P2W
U1、I1、P、PF、FREQ の最大・最小・平均値および WP+
1P3W／3P3W U1、U2、I1、I2、P、PF、FREQ の最大・最小・平均値および WP+
3P4W
U1、U2、U3、I1、I2、I3、P、PF、FREQの最大・最小・平均値および WP+
瞬時値+MAX／MIN／AVE 記録モード
1P2W
U1、I1、P、PF、FREQ の瞬時値、最大・最小・平均値および WP+
1P3W／3P3W U1、U2、I1、I2、P、PF、FREQ の瞬時値、最大・最小・平均値および WP+
3P4W
U1、U2、U3、I1、I2、I3、P、PF、FREQの瞬時値、最大・最小・平均値および WP+

記録データ数：
瞬時値記録モード
15,000 データ（1P2W）
12,000 データ（1P3W／3P3W）
10,000 データ（3P4W）
MAX／MIN／AVE 記録モード
6,800 データ（1P2W）
5,100 データ（1P3W／3P3W）
4,000 データ（3P4W）
瞬時値+MAX／MIN／AVE 記録モード
5,300 データ（1P2W）
3,900 データ（1P3W／3P3W）
3,100 データ（3P4W）（メモリフル時記録停止にて。エンドレス記
録では記録データ数が減少します。）
実時間管理：記録開始時に PC アプリケーションから自動設定（PC からの定期時刻補正機能あり）
3.アラーム判定機能
測定値記録機能有効時にサンプリング毎にアラー
ム判定を行い、履歴をフラッシュメモリに記録
判定方法：判定閾値は Hi、Lo を設定可能
サンプリング毎に瞬時値を判定※各測定モードにて有効※アラーム判定できるパラメータは 1 つのみ選択可能（2 つ以上選択不可）
記録内容：時刻、発生／復帰、測定値、判定閾値

■ 付属品・オプション
付属品：なしオプション：
9695-02 クランプオンセンサ（50Arms 定格）
9695-03 クランプオンセンサ（100Arms 定格）
9661-01 クランプオンセンサ（500Arms 定格）
9765 クランプオンセンサ（5Arms 定格）※以上すべて電圧出力タイプ
9238 9695 クランプセンサ用ケーブル
9019-02 電圧コード（赤／黒）9019-03 電圧コード（赤／黒／黄）9019-04 電圧コード（赤／黒／黄／青）2331SPC-J00

5／7■ 各部の名称と機能モジュール ID を設定する・モジュール ID 設定ダイヤルで本器の認識番号を 01〜63 の範囲で設定します。
・1 台の通信モジュールの下で、他の計測モジュールと重複しない値を設定して下さい。
・モジュール ID を 99 にして電源を入れると、本器の内部設定を工場出荷時の値にリセットできます。
・モジュール ID と通信モジュールの「COM ID」の値は重複しても構いません。

2331SPC-J00

6／7

■ 結線図
（1）単相 2 線（1P2W）（3）単相 3 線（1P3W）・三相 3 線（3P3W）
CT、VT（PT）を使用する場合（2）単相 3 線（1P3W）・三相 3 線（3P3W）（4）三相 4 線（3P4W）◆電流センサ入力部
本器およびクランプセンサの端子台には M3.0 ネジを使用。
丸型圧着端子(RAV 1.25-3)での接続を推奨。
推奨ケーブル：JIS C3307 600V ビニル絶縁電線 0.9 mm2 以上相当
JIS C3306 300V ビニル絶縁電線 0.75mm2 以上相当

◆電圧入力部
端子台には M3.5 ネジを使用。
丸型圧着端子(RAV 1.25-3.5)での接続を推奨。
推奨ケーブル：JIS C3307 600V ビニル絶縁電線 0.9mm2 以上相当
◆アラーム出力部
端子台には M3.0 ネジを使用。
丸型圧着端子(RAV 1.25-3)での接続を推奨。

2331SPC-J00

7／7■ 内部回路ブロック図
本器は下記ブロック図のように、内部で入力回路−CAN バス間、およびアラーム出力回路−CAN バス間が絶縁されています。

■ 外形寸法図

2331SPC-J00