1/4

遠隔計測監視システム
遠隔計測監視システム 2300 シリーズ

波形モジュール
波形モジュール 2321

解説書

設備の設備の予防保全（予防保全（アプリケーション資料アプリケーション資料）
資料）

１ ． 概要生産ラインで用いられる設備は運転に伴うストレスにより時間経過と共に劣化します。メンテナンスを実施し、設備を常に「健康状態」に保つ必要があります。
設備劣化が進行すると下記現象が観測されます。
・

振動の変化・音響の変化

・消費電流（消費電力）の増大

・摩擦などによる温度の上昇

温度・消費電流はそれぞれ熱電対モジュール 2303、計装モジュール 2305 にて監視を行うことができます。
本資料では 2321 の・トレンドデータ記録機能
etc.をインターバル保存）
トレンドデータ 記録機能（全サンプリングデータの実効値・ピーク値記録機能

・

詳細波形記録機能
詳細波形記 録機能の2つの機能による、振動センサを用いた設備の予備保全の方法をご紹介いたします。

２ ． 予防保全の予防保全 の ステップ

2321を設置

2321に振動センサを接続し、監視を行う設備に設置します

設備によりトレンドデータが越えてはいけない上限値があります。
上限値を越えたときに異常と判断し、波形データをＦＦＴなどを用いて詳細な解析を行います。

TRIG.OUT信号
異常検知
振動・電流監視

パトライト
設備を停止

・センサからの出力を常時監視します（簡易診断簡易診断）
簡易診断
データベースを・メンテナンスの基礎となるデータベース
データベースを 作成します作成①実効値・ピーク値をトレンド記録②タイマトリガをセットし定期的に波形データ記録劣化が進行するとトレンドデータは右肩上がりの傾向を示します
波形データは定期時間毎に取得し、変化を確認します

振動の異常発生と同時にTRIG.OUT信号出力整備箇所を特定・簡易診断と共に常に異常を監視します

月報自動作成遠隔計測監視システム2300は自動自動で自動で月報を月報を作成可能です

波形モジュール 2321

設備のメンテナンス

設備の予備保全（アプリケーション資料）

取得した波形データにより整備の必要な箇所を特定します
精密診断（精密診精密診断）

2/4

３ ． 予防保全に予防保全 に 関 するＦＡＱ
する ＦＡＱ
Q．設備の設備 の メンテナンスは
メンテナンス は定期的に定期的 に 行 っていますが？っていますが？
「時間計画保全」と呼ばれるもので、設備を定期時間毎または一定稼働時間毎にメンテナンスを行うものですね。設備が故障してしまうと生産ラインのストップにより膨大な損失が発生するため、十分な余裕を持ってメンテナンスを行うのが一般的です。
時間計画保全では①メンテナンスの必要がないのにメンテナンスを行うため、不要なメンテナンス費用がかかる②設備を停止してメンテナンスするため生産性を阻害するなどの問題点があります。
メンテナンス時期が定量的に判断できないため、「時間」をパラメータにして保全を行っているのが現状かと思います。2321のトレンドデータ取得機能により設備のメンテナンス
メンテナンス時期メ
メンテナンス時期を時期 を 最適化し、メ最適化
ンテナンスコストをンテナンスコスト を 削減することができます。
削減
Q．経験のある経験 のある保全員
聴診器 で 音 を 聞 いたり、いたり、触 ったりして状態ったりして状態の監視 をしていますが？のある 保全員が保全員 が 聴診器で状態 の 監視をしていますがをしていますが ？
人間の五感により設備の診断を行う方法ですが、人の感覚では間違いを起こし設備を破損する可能性があります。2321では振動振動・振動 ・ 音 を 定量分析し、メンテナンス時期を正確に割り出す事ができま定量分析す。
Q．ポータブルのポータブルの 振動センサ
振動 センサでセンサ で 設備を設備 を 回 って振動って 振動データ
振動 データをデータ を 取得していますが取得 していますが？
していますが ？
振動センサを測定毎に設備にセットしますが、毎回同じ位置を測定できる訳ではありません。2321
測定データ
データのと振動センサを設備に常設することにより、常に同じ状態で測定しますので、測定測定データの 連続性を保証することができます。
劣化のまた、劣化
劣化の 早 い 設備や設備 や破損したら破損 したら生産
したら 生産に生産 に 重大な
重大 な 影響を
影響 を 及 ぼす重要
ぼす 重要な
重要 な 設備は
設備 は 2321のような2321のような常設のような 常設の 機器で機器 で 監視を行う必要があります。
監視Q．保全員が保全員 が 現場を現場 を 回 っていますが、っていますが 、保全員が保全員 が 少 なくなって大なくなって 大 きいライン
きい ラインはラインは 回 りきれませんが？
りきれませんが ？
遠隔計測監視システム2300はLAN、無線を用いたネットワークを構築し、PC1
PC1台
PC1 台 で 全 ての設備ての 設備の設備 の状態を状態 を 一括監視できます。事務所に居ながらにして、全ての設備を監視できるのは大きなメリット
一括監視です。
無線親機

一括監視

一括監視

ユーザＰＣ

ユーザＰＣ

構内 LAN
現場Ａ

現場Ｄ
現場Ｂ

現場Ｂ

現場Ｃ

現場Ｅ

現場Ｆ

無線通信を用いた監視

現場Ａ

LANを用いた監視

Q．毎月の毎月 の 報告書作成が報告書作成 が 面倒ですが面倒 ですが？
ですが ？
ポータブル機を用いて監視を行っている場合、測定したデータをデータシートに書き写した上、報告書を作成しなければなりません。
遠隔計測監視システム2300のPCアプリケーションソフトウェア（Smart Site Utility Pro）は測定月報をデータを自動で収集し、月報月報を 自動作成することが可能です。
自動作成

波形モジュール 2321

設備の予備保全（アプリケーション資料）

3/4

４ ． 実測例
良品と疑似不良品の2つのファンの振動波形測定例を紹介します。
振動センサ
振動センサ

波形モジュール
波形モジュール
2321

アンプ

アナログ出力アナログ出力振動波形を 2321 で測定

簡易診断（
簡易診断 （ トレンド記録
トレンド 記録）
記録 ）振動波形の帯域により監視するパラメータは異なりますが、実効値・ピーク値などのトレンドを記録することにより設備の状態を常時監視します。

振動メンテナンス領域
予測値
現在値

これまでのトレンドから値の予測↓

メンテナンス時期
メンテナンス時期の時期の 予測

時間
現在時刻

メンテナンス時期
メンテナンス 時期

振動波形のトレンド
機器が劣化するとトレンドデータは右肩上がりの傾向を示します。監視を行う設備により、トレンドデータが越えてはいけない上限値があります。この上限値を越えた際には下記処置を取ります。
① メンテナンスを行う② 波形データを取得し不具合箇所の特定を行う（⇒ 詳細診断参照）
詳細診断
また、トレンドデータから今後のトレンドを予測し、メンテナンス時期を予測することもできます。

波形モジュール 2321

設備の予備保全（アプリケーション資料）

4/4
詳細診断（
詳細診断 （ 詳細波形記録）
詳細波形記録 ）設置の際に 2321 に下記トリガをセットし、波形レベルでの振動解析を行います。
①タイマトリガ

定期時間毎に振動波形を取得し、波形レベルで振動波形の径時変化をを確認する
径時変化
確認②演算トリガ演算トリガ

トレンドデータが上限値を越えた際の波形データを取得し、FFT解析などを用いて不良箇所不良箇所の不良箇所 の特定を行う
特定

良品と不良品のファンの振動波形を下記に示します。良品ファンの振動波形はファンの回転に比例した波形となっているのに対し、不良ファンの振動波形は回転以外に何らかの周波数成分が重畳したような波形になっています。さらに FFT 解析により不良原因の特定を行うことができます。

良品ファンの振動波形例

不良ファンの振動波形例

波形モジュール 2321

設備の予備保全（アプリケーション資料）