電池式多電極挿入型電磁流量計
電源

MODEL B395P/B394P 標準仕様

電池式

駆動用 ： 3.6V 単一型塩化チオニルリチウム電池 ×3 ケ
バックアップ用 ： 3.6V 単三型塩化チオニルリチウム電池 ×2 ケ
最大消費電力 2W（外部電源端子台付き ： AC100-240V（4W）/ リニア電源 DC10-35（4W）から選択）

キ ー パ ッ ド
出力なし
アナログ出力多電極挿入型電磁流量計： 1点※使用にはDC10-30Vの回路用外部電源が必要となります。

積算パルス出力 ： 2点 オープンコレクタ※使用にはDC10-30Vの回路用外部電源が必要となります。

表示※不揮発性メモリ、蓋を開けると自動表示、バックライトなし

変換器部

デ ー タ ロ ガ

記録媒体 ： microSD カード 4GB
記録間隔 ： 15，30 秒、1，5，10，15，20，30 分、1，6，12 時間、1，7 日などから選択
記録可能期間 例） ： 1 分ごと～約 2,000 日 /1 時間ごと～約 120,000 日

筐体
周 囲 温 度外 形 寸 法重量
保護等級 / 耐水規格
対象配管口径

アルミ鋳物ケース ※直射日光や湿気を避けること—10℃～ 60℃
高さ 217× 幅 217× 奥行 124mm
2.7 ㎏ （電池含む）
IP67 （防浸形に相当）
100 ～ 3500A （呼び径）タ

対象口径 100 ～ 600A ： 標準 （本体 ：φ28ｍｍ）
700 ～ 3500A ： 大型 （本体 ：φ44ｍｍ）
SUS316エポキシ樹脂 （NSF61 認証）
SUS316イプ

本 体 材 質
本体コーティング材質
電 極 部 材 質
電極数

セ ン サ 部
ケーブル

定

流速測定範囲※上記の記録可能期間はあくまで一般的な使用方法における最長期間の目安とお考えください。
実際の記録期間は記録項目や数値、操作や警報の記録回数等によって異なります。
またロガに記録したデータはなるべく早めに PC に取り込んでください。

接液金属部 SUS316
シリコンゴム0℃～ 70℃ 1.7MPa 以下 （18 ㎏ / ㎠以下）
標準センサ＝50A 以上 / 大型センサ＝75A 以上

直線性 / 再現性
測 定 対 象配 管 口 径流速測定範囲製品に関するお問い合わせは不断水（バイパス管不要）

多点測定の高精度設置やメンテナンスに断水は不要。
赤水の心配もありません。

複数（2～8対）の電極で配管内の平均流速を検知する挿入型では唯一の多点電磁誘導方式で信頼の高精度です。

onict

unf

電池駆動 ※1+3.6V単一型リチウム電池3ケで駆動、電池寿命は概ね3～5年で現地での交換も簡単です。

—IP68 （水中形に相当） 標準 ： センサ + ケーブル＝コネクタ接続
B395P ： 片方向 / B394P ： 双方向
瞬時流量＝平均流速 × 配管断面積
多電極電磁誘導方式±0.015m/sec.

断水不要、電源工事も不要◆75Aの配管にはMODEL B395SP/B394SPをご使用ください。

※励磁用、信号用の 2 本で一組です。可能な場合には電線管を分けて通線してください。
※センサケーブルの延長、切断はできません。

測 定 方 向流 量 算 出流 速 検 知
ゼ ロ 安 定 性

DOWNLOAD

データロガ機能

変換器に瞬時流量や積算流量などを記録、PCにダウンロードすることができます。

●販売代理店

2023.04

機器費、工事費など通常の電磁流量計と比較して、トータルコストが安価になります。

大口径ほど大きなメリット

3500Aまで使用可能で、ＭＡＸ 3500Ａ 大口径になるとコストの差は歴然です。

工事規模の縮小

広いスペースは不要で、最小で1号マンホール程度のピットでも設置が可能。
バイパス管も不要です。

センサは水没対応、屋外のピットでも安心です。

MODEL B394Pは正方向の他、逆流の測定も可能です。

E-mail︓info@hicon.co.jp http://www.hicon.co.jp※記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

COST DOWN

トータルコストの縮減

水中形センサ（IP68）〒107-0052 東京都港区赤坂 2-4-1 白亜ビル

TEL︓03-3586-5618 FAX︓03-3586-5669￥4-20mA と積算パルスの機能が！ 変換器にはあります。

双方向測定

NHC 日本ハイコン株式会社

stoc

4-20ｍA、積算パルス ※2

B395P ： ±1％（RS）（指示値に対する ±1％）±0.0018m/s
B394P ： ±2％（RS）（指示値に対する ±2％）±0.0018m/s
直線性 ： 測定範囲の 0.3％ / 再現性 ： 測定範囲の 0.2％
水道水、清水100 ～ 400A
～ 600A～ 900A～ 1500A～ 1800A～ 3500A
0.03～9.0m/s 0.03～6.0m/s 0.03～4.5m/s 0.03～3.0m/s 0.03～2.5m/s ※別途お問い合わせください

日本総代理店

水道水･清水用

MODEL B395P/B394P は、高精度の多点測定方式で、設置やメンテナンスに断水やバイパス管が不要、電池で駆動させることができるため電源工事も不要です。
積算流量を表示する他、積算パルスや警報も使用可能、変換器のロガに記録したデータを PC にダウンロードすることもできます。
電源工事が困難な場所への設置や、コストを抑えた監視システムの構築に適しています。

標準＝7.5m×2 本 （PVC 被覆、標準径＝φ7.5mm×2）※長期的な水没の可能性がある場合には、センサ + ケーブル＝一体型のタイプで対応します。
ただし水没状態で放置することは避けてください。

度

100～3500A

対象口径 100 ～ 150A ： 2 対
200 ～ 250A ： 3 対
300 ～ 1350A ： 5 対1500 ～ 3500A ： 8 対保護等級 / 耐水規格

精対象口径ＢＡＴＴＥＲＹ

挿 入 金 具シール
使用環境 / 流体温度挿 入 部 径

測バッテリーメタルマルチマグ MODEL B395P/B394P

瞬時流量、積算流量（9ケタ）、警報など
積算流量単位：リッター、立米、ガロン 等※1※2

電池寿命は使用環境、使用方法によって変わります。
信号出力の使用には回路用電源が別途必要になります。

NHC

日本ハイコン〒107-0052

東京都港区赤坂2-4-1 白亜ビル

株式会社

📞 03-3586-5618 📠 03-3586-5669✉ info@hicon.co.jp
🌐 http://www.hicon.co.jp

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ
Ⅴ 【サドル分水栓50A分岐付き専用ソケット使用】※分岐付き専用ソケットはエア弁や圧力センサ等の接続に使用します。サドル分水栓についてはバルブ製造会社等にご相談ください。

L

流量計センサ(220)

TＴ

サドル付分水栓 50A（JWWA規格)

（220）

SUS製
専用ソケット
分岐付き(オプション）

DDD

SUS製専用フランジ

電極
3 80

SUS製上水用バルブ 75A【大型タイプ︓700A 以上】

T字管 75×○○A※分岐付き専用フランジはエア弁や圧力センサの接続に使用します。詳細は事前にご相談ください。
115

115(220)

C
上水用パッキン 75A

フタ

上水用バルブ 75A

V

T字管 ○○A×75A

例 : 空気弁（オプション）

ＭＯＤＥＬ B３９５Ｐ/B３９４Ｐ
Ⅳʼ 【サドル分水栓50A使用】
115

SUS製
専用フランジ75A
分岐付き(オプション）
上水用パッキン75A
上水用バルブ75A

流量計センサ

I 3

D

L

T

T字管 ○○A×75A

I600以上

挿入後の高さは別紙（取付寸法図）をご覧ください。

T

センサをピットの中心からずらして設置すると、作業スペースを広くできます。

3V

S

3700

S
3900以上流量計センサ(185)

挿入後はフタとセンサが接触しないようにしてください。

C(100)

約300

SUS製
専用フランジ 75A

110

約3001000(220)設置後■1000×700mm角型ボックスの場合(430)■フタ付ピットの場合

L

SUS製
専用ソケット 50A

＜設置前＞

＜設置前＞

T
D

（単位：mm）※寸法は施工状態により若干変わります。
※丸型ピットは内寸900mm以上のものをご利用ください。
※センサのまわり直径600mm以内にはできるだけ障害物を設けないでください。
※センサの中心から障害物までは少なくとも200mm以上のスペースを必ず確保してください。
※ピットの設計に関しましては、コンサルタント会社等にご相談ください。

D

235

サドル付分水栓 50A(JWWA規格)D

ピット内寸法参考図

流量計センサ（220）

115※不断水バルブ等の配管につきましては、バルブ製造会社等にご相談ください。

D

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ
ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ
Ⅵ 【Ｔ字管○○A×75A、上水用バルブ 75A 使用】 Ⅶ 【分岐付き専用フランジ使用】

115（単位：mm）※寸法は公称寸法です。
※L，L2は配管やバルブなどの使用材料に合わせて決定します。
※電極の配置はMODEL B395Pです。

S

115

（60）

T I 3

※2 設置後の高さは管頂から約510mmです。

V

上水用パッキン 75A

（98）

115

600以上

115
例：空気弁(オプション）

S（標準＝300）
250
CC
235

サドル付分水栓 50A（JWWA 規格）

センサ挿入前図（例）

作業時にはセンサの全長がフランジ接続部、ソケット接続部の上部に乗る形となるため、一定以上の高さが必要です。

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ
Ⅰʼ 【割Ｔ字管○○A×75A、上水バルブ 75A 使用】

流量計センサ

(220)

(220)

Ｌ2（68）

115

SUS製
専用ソケット 50A

（60）

900以上

C(50)

D

※1 設置後の高さは管頂から約610mmです。

流量計センサLS(290)(510) ※2LL
Ｌ2T字管〇〇A×75A

115

（220）

（220）

115

※サドル分水栓についてはバルブ製造会社等にご相談ください。

φ44電極

V
D

D

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ
Ⅳ 【サドル分水栓50A使用】

φ28(コスモ工機社製)

S

115

115

上水用バルブ 75A

T字管 ○○A×75A■ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ (大型センサ：700Ａ以上)

115

センサ部外形寸法図■ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ (標準センサ：100Ａ～600Ａ)

不断水割T字管T（単位：mm）※寸法は公称寸法です。

ボルト M16

T＜前面カバー開閉寸法＞

I 3

＜側面図＞

T

＜上面図＞

I 3

V

上水用バルブ 75A

上水用パッキン 75A

255

LS

上水用パッキン 75A

SUS製
専用フランジ 75A

(80)

SUS 製
専用フランジ 75A
分岐付き（オプション）

流量計センサ

3C

(220）
SL

＜正面図＞

115

例：空気弁（オプション）

流量計センサ(155)

上水用パッキン 75A

3 (80)

236

188
217

SUS製
専用フランジ 75A

C(50)

(350）

164

コスモバルブST型F式鋳鉄管用M型75A使用】※割Ｔ字管、バルブ等の配管につきましては、コスモ工機株式会社にご相談ください。

115

流量計センサ

217

115

188

164

188

124

217

188

164

前面カバー

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ

Ⅲ 【コスモ工機社製(608) ※1217※分岐付き専用フランジはエア弁や圧力センサ等の接続に使用します。詳細は事前にご相談ください。

S※割Ｔ字管、バルブ等の配管につきましては、バルブ製造会社等にご相談ください。

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ

Ⅱ 【分岐付き専用フランジ使用】

L

Ⅰ 【割Ｔ字管○○A×75A、上水バルブ 75A 使用】

（220）

48

4-φ8

ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ

133°

105

3124

164

（単位：mm）※寸法は公称寸法です。
また、施工状況により若干変わります。 ※ L，D，S は配管やバルブなどの使用材料に合わせて決定します。 ※バルブなどの配管材料は別途ご手配ください。

センサ取付図（完成図）

変換器外形寸法図【標準タイプ︓100A~600A】■ＭＯＤＥＬ Ｂ３９５Ｐ/Ｂ３９４Ｐ