RIEGL LD05 は、正確なタイム・オブ・フライトによるレーザー距離測定に基づく多目的レーザー距離計です。
最先端のデジタル信号処理を使用して、視界が悪い状況下でも複雑なマルチターゲット状況の正確な距離測定を可能にします。
エコー信号のデジタル化とその後の分析により、マルチターゲットの距離測定が可能になります。
レーザーショットごとに最大5つのターゲット距離を検出します。

LD05 は、様々な用途にあわせたモードがあります:•

ハイペネトレーション&高精度 モード：複雑なターゲット状況向け。連続的なレーザー発射とデータ更新レート（通常より遅い）の自動制御と事前検出された平均化処理により、測定最大距離を大幅に向上させます•

ファスト モード：データ更新レートがハイペネトレーション モードとハイスピード モードの間になりますが、高いデータ更新レートです。

•ハイスピード モード ：シンプルなターゲット状況向け, 非常に高いデータ更新レート•

優れた干渉耐性を提供する短い赤外線レーザーパルス•

優れた空間分解能を実現する、発散の少ない狭い測定ビーム•

ビームの入射角や表面特性に関係なく、ほぼすべての表面を測定•

軽量で安定したアルミニウム製ハウジングで、過酷な環境でもすぐに使用可能•

事前設定されている測定モードだけではなく、顧客固有のアプリケーション用に個別にプログラム可能

1Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15

性能（Example）

ハイペネトレーション & 高精度 モード

LD05-A20

LD05-A40

最大 500 m
最大 150 m
最大 2200 m

最大 900 m
最大 300 m
最大 2400 m

最短測定距離2m2m

測定精度3)4)

標準 ± 12 mm

標準 ± 12 mm

測定レート5)

標準 100 Hz

標準 100 Hz

55

LD05-A20

LD05-A40

最大 250 m
最大 80 m
最大 1200 m

最大 470 m
最大 160 m
最大 2200 m

最短測定距離2m2m

測定精度3)4)

標準 ± 15 mm

標準 ± 15 mm

測定レート2500 Hz

2500 Hz55

LD05-A20

LD05-A40

最大 200 m
最大 60 m
最大 1000 m

最大 390 m最大 130 m
最大 1900 m

最短測定距離2m2m

測定精度3)4)

標準 ± 20 mm

標準 ± 20 mm

測定レート10000 Hz

10000 Hz

55測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 10%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター

最大ターゲット数

ファスト モード
測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 10%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター

最大ターゲット数ハイスピード モード
測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター

最大ターゲット数1）以下の条件を想定•ターゲットがレーザービームのフットプリントよりも大きい •垂直入射角 •視程10 km•平均的な周囲の明るさの状態。 明るい日光の下では、動作範囲は曇り空よりもかなり短くなります。 夜明けや夜の範囲はさらに高くなります2）反射ホイル3M DG4090または同等品、寸法≥0.45 x 0.45㎡3）RIEGLテスト条件下で50 mの距離で1シグマの標準偏差
4）プラス 距離依存誤差≤±20 ppm
5）自己適応測定時間を選択した場合、有効なデータ更新レートは、ターゲットの数とその反射率と距離に依存します2
Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15

測定範囲の拡大
複数のレーザーショットのエコー信号を統合することにより、測定範囲を広げることができます（事前検出による平均化）1)。 測定の実行中は、ターゲットの位置が安定している必要があります。
次の図は、大気減衰なしの最大測定範囲と検出前平均値を示しています。 大気の可視性によっては、測定範囲が短くなる可能性があります。

次の図は、LD05-A40の測定範囲の値を示しています。

1）以下の条件を想定•ターゲットがレーザービームのフットプリントよりも大きい •垂直入射角 •視程10 km•平均的な周囲の明るさの状態。 明るい日光の下では、動作範囲は曇り空よりもかなり短くなります。 夜明けや夜の範囲はさらに高くなります

3
Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15

全波形モード（オプション）
デジタル化された波形データは、内部メモリカードまたはTCP / IPデータポートに記録できます。
その後のオフライン全波形分析により、特に複雑なターゲット状況でのターゲット状況の詳細な調査が可能になります。

レーザー仕様波長ビーム広がり角1)

LD05-A20

LD05-A40

近赤外

近赤外

0.9 x 0.2 mrad

1.2 x 1.8 mrad

レーザークラス 1M

レーザークラス 1M

特定の光学機器（望遠鏡や双眼鏡など）でレーザー出力を見ると、目に危険を及ぼす可能性があります

特定の光学機器（望遠鏡や双眼鏡など）でレーザー出力を見ると、目に危険を及ぼす可能性があります

レーザー製品分類
IEC 60825-1:2014に準拠

1）1 / e2 ポイントで測定されます.1mradは、100 mの距離において10 cmのビーム幅に相当します

4Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15一般的な技術データ

LD05-A20

LD05-A40

データインターフェース
データポート設定ポート

TCP/IP, 10/100/1000 Mbit port or RS-232 / RS-422
TCP/IP, 10/100/1000 Mbit port or RS-232 / RS-422

WEB インターフェース

TCP/IP

電源

11-28 V DC, 24 VDC（公称値）

消費電力
主寸法 （L x W x H）mm
重量18 W

230 x 133 x 84

259 x 133 x 84

約 2.1 kg

約 2.9 kg

保護クラス

IP64

温度範囲
作動
保管-10℃～+50℃1)-20℃～+60℃1)

マウンティング

両側のフランジ

アナログ出力

4 – 20 mA 2), ガルバニック絶縁なし、レゾルーション 16 Bit、直線性
1 ‰ フルスケール

スイッチ出力2 x PNP トランジスタドライバ 3), 温度およびショート保護機能内蔵、スイッチ電流 最大 200 mA、スイッチ電圧 = 供給電圧

1）高温での作動または保管の場合、機器の平均寿命（MTBF）が短くなります2）シリアルインターフェースを介して選択可能な動作範囲
3）スイッチングポイントはシリアルインターフェイスを介して調整可能

5
Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15

6Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15

※記載の仕様等は、改良のため予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

リーグルジャパン株式会社
Data Sheet RIEGL LD05-A20/40,2019-10-15©2020 RIEGL JAPAN All Rights Reserved

東京都中野区弥生町5-11-29フジビル2F TEL:03-3382-7340
お問い合わせ： sales@riegl-japan.co.jp

7