挿入型電磁流量計メタルシングルマグ MODEL 395SP/394SP 標準仕様
MODEL 395SP: 片方向測定用／ MODEL 394SP︓双方向測定用

電源
キ ー パ ッ ド
出変換器部

筐周
外重安力囲形

温寸

全基

体度法量
準保護等級 / 耐水規格
コ ン ジ ッ ト
対象配管口径タイプ
本 体 材 質
本体コーティング材質
電 極 部 材 質
電極数
ケーブ

ル

挿シ

入

金具
ル

センサ部

測定ー

AC100V 10W 50/60Hz※DC 仕様は事前にご相談ください。

6 キー
アナログ出力2 点 4-20ｍA DC （27V 以下、 最大負荷抵抗 800Ω）

積算出力 / 警報出力

2 点 オープンコレクタ （＜100ｍA、＜40V）

表示

瞬時流量 ・ 積算流量 ・ 瞬時流速など-10℃～ 60℃
1.9 ㎏ （変換器のみ）

対象口径IP67 （防浸形に相当）
5 ケ、 適応ケーブル径＝Φ6 ～ 12mm

75A

75A （呼び径）
小口径用 （本体 ：Φ28mm）
SUS316エポキシ樹脂 （NSF61 認証）
SUS316標準＝7.5m×2 本、 （PVC 被覆、 標準径＝Φ7.5mm×2）
延長の場合 ： 総長＝15m, 22.5m, 30m, 37.5m, 45m, 52.5m, 60m （7.5m ごと、 最長 100m）
接液金属部 SUS316

付帯コストの軽減

シリコンゴム▲ 変換器

センサ（設置例）▶

※サドル分水栓等は別途ご用意ください。

標準＝40A
IP68 （水中形相当） ※長期的な水没の可能性がある場合は、 事前にご相談ください。

「挿入型電磁流量計メタルシングルマグ MODEL395SP/394SP」は、1 対の電極を配管の中に差し込んで流速を検知し、流量を測定する電磁流量計で、すべての作業に断水は不要です。
「多電極挿入型電磁流量計メタルマルチマグ」では対象外となる75A の配管に対応します。 ≪適応流体≫ 水道水・清水

MODEL 395SP ： 片方向 ／ MODEL 394SP ： 双方向
瞬時流量＝平均流速 × 配管断面積
電磁誘導方式±0.009m/sec.
±2％ （RS） ± ゼロ安定性 ※RS ： 対読み値
0 ～ 6.0m/s
測定範囲の 0.3％
測定範囲の 0.2％

不断水工事 ・・・・・ センサはサドル分水栓等を使用して断水せずに日本総代理店

付帯コストの軽減 ・・ メンテナンスも不断水で行えますのでバイパス管は不要で、
L

L2（ ）
6857

162（178）57

334-Φ7189214≪変換器部≫（60）

特長設置できます。

（ 220）

10084

178

162・ 下記のようなセンサ接続用のバルブを別途ご用意ください。
サドル分水栓 75A×40A （日水協規格）
不断水バルブ付割 T 字管 75A×40A （コスモ工機社製等）
標準的な施工方法では、 バルブの上に内ネジ式の専用ソケットを接続しますので、外ネジ式 （ネジ＝G2） のバルブをご用意ください。
その他の方法はご相談ください。
・ 水道水、 清水以外でご使用の場合にはセンサの清掃が必要になることがあります。
・ 一般的に取付配管にはセンサの上流側に 10D、 下流側に 5D の直管長が必要です。
制御弁やポンプ付近ではそれ以上の直管長が必要となることがありますので、ご相談ください。
・ 100A 以上の口径の配管には 「多電極挿入型電磁流量計メタルマルチマグ」 をご使用ください。

NHC

遠隔監視

※図面参照 ： 詳細は使用配管材料に合わせて協議により決定します。

【ご使用条件】

製品に関するお問い合わせは双方向測定も可能

1対外挿 入 部 径
保護等級 / 耐水規格
測 定 方 向流 量 算 出流 速 検 知
ゼ ロ 安 定 性
精度
流速測定範囲
直線性
再現性

不断水工事
メンテナンス

CE 規格 準拠， NSF/ANSI/CAN61， NSF/ANSI1372， UL61010-1

サドル分水栓 40A 使用時の標準的な長さ ： L2≒370mm, L≒590mm法

高さ 178× 幅 214× 奥行 111mm

0℃～ 70℃ 1.7MPa 以下 （18 ㎏ / ㎠以下）

寸挿入型電磁流量計

METAL
SINGLE-MAG

メタルシングルマグ 395SP/394SP

アルミ鋳物ケース ※直射日光や湿気を避けること

使用環境 / 流体温度形

小口径用≪センサ部≫

したがって将来的な赤水の心配もありません。
センサには可動部もなく水没にも対応します。
せまいスペースにも設置が可能で、付帯コストを軽減します。
既設配管はもちろん、新設配管への設置にもお勧めです。

遠隔監視に対応 ・・・ 変換器には 4-20mA 出力と積算パルス出力、警報出力機能があり、テレメータ等を使用した遠隔監視にも最適です。
変換器の画面に積算流量等を表示することもできますので現地での確認も可能です。

双方向測定も可能 ・・ MODEL 395SP は正方向測定のみ、MODEL 394SP は双方向測定用です。

●お問い合わせは日本ハイコン株式会社〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-1 白亜ビル

http://www.hicon.co.jp/ E-mail:info@hicon.co.jp

TEL:03-3586-5618 FAX:03-3586-5669<メタルマルチマグは米国McCrometer社で製造しています。>

日本総代理店※記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。2023.04

NHC 日本ハイコン株式会社〒107-0052 東京都港区赤坂 2-4-1 白亜ビル

E-mail:info@hicon.co.jp
TEL:03-3586-5618 FAX:03-3586-5669 http://www.hicon.co.jp

変換器外形寸法図

センサ取付図

＜正面図＞

100

＜側面図＞

178

844-φ7■センサ取付完成図■センサ挿入前図（例）【サドル分水栓40A使用】【サドル分水栓40A使用】

33※サドル分水栓についてはバルブ製造会社等にご相談ください。

一定以上の高さが必要です。

115

57

115

(220)

(220)

（189）

162

57
162

作業時にはセンサの全長がソケット接続部の上部に乗る形となるため、C

サドル付分水栓 40A（JWWA規格）

S

流量計センサ(標準 = 290)

D

D

＜上面図＞

59140°

センサケーブル 外部出力
電源
信号 励磁 接点 アナログ AC/DC
出力

(230)

L

＜前面カバー開閉寸法＞

SUS製専用ソケット 40A（オプション）

Ｔ

189
214

S（標準 = 290）

流量計センサ(配管系≒75)

前面カバー

サドル付分水栓 40A（JWWA規格）208

センサ部外形寸法図（単位：mm）※寸法は公称寸法です。

（単位：mm）※寸法は公称寸法です。
また、施工状況により若干変わります。
※ L，D，S は配管やバルブなどの使用材料に合わせて決定します。
※バルブなどの配管材料は別途ご手配ください。

D178

Ｔ111(230)

214

SUS製専用ソケット 40A（オプション）

ピット内寸法参考図

115

＜設置前＞

115

＜設置前＞

約300

約300

1000

挿入後はフタとセンサが接触しないようにしてください。

φ900以上（220）

設置後■1000×700mm 角型ボックスの場合■フタ付ピットの場合

フタ

900以上
700

φ600以上600以上

挿入後の高さは別紙（取付寸法図）
をご覧ください。

（68）

Ｌ2

L

φ28（60）115

115（単位：mm）※寸法は公称寸法です。
※L，L2は配管やバルブなどの使用材料に合わせて決定します。
※電極の配置はMODEL 395SPです。

センサをピットの中心からずらして設置すると、作業スペースを広くできます。

センサをピットの中心からずらして設置すると、作業スペースを広くできます。

（単位：mm）※寸法は施工状態により若干変わります。
※丸型ピットは内寸900mm以上のものをご利用ください。
※センサのまわり直径600mm以内にはできるだけ障害物を設けないでください。
※センサの中心から障害物までは少なくとも200mm以上のスペースを必ず確保してください。
※ピットの設計に関しましては、コンサルタント会社等にご相談ください。