全自動 *1 電気泳動システム

Agilent 4150/4200 TapeStation System– 適切なサンプルの品質管理を –*1 サンプルのロード、電気泳動、分析まで

2

適切なサンプルの品質管理でデータをより確実なものにAgilent TapeStation System は、DNA および RNA サンプルの品質管理（QC）に適した全自動 *1 電気泳動システムです。TapeStation System は装置とデータ解析用ソフトウェ

ア、専用の ScreenTape と試薬を使用することにより、サンプルのサイズ、濃度、分解度を分析することができます。高い精度と正確な分析評価を得ることが可能なので、次世代シーケンシング（NGS）、マイクロアレイ、qRT-PCR やバイオバンクでのサンプル管理に適しており、幅広いスループットにも対応できます。
*1 サンプルのロード、電気泳動、分析まで

TapeStation の特長●●●●

簡便なサンプル QC – 1 サンプルあたり 1 ～ 2 分で結果を確認

操作は簡単３ステップ – 調製したサンプルと ScreenTape を装置にセットするだけ日常的なメンテナンス不要1 サンプルから試薬等を無駄にすることなく分析可能

ステップ 1

ScreenTape を選択し、サンプルを調製

ステップ 2

TapeStation にサンプルとScreenTape をセットステップ 3スタート !

泳動終了後、すぐに結果を確認できます。

3

Agilent 4150/4200 TapeStation System

サンプル QC のための納得のソリューション
Agilent TapeStation System はサンプルのゲルへのロードから電気泳動、データ解析まで自動化されており、ゲル充填済みの ScreenTape を使用するためゲル調製などの作業は不要で、簡単な操作でサン

プル QC が可能です。

必要なサンプル量は 2 µL 以下で、貴重な検体を節約することができ、さまざまなアプリケーションに対応しています。

本システムはサンプル数に関わらず試薬等が無駄なく使用でき、ランニングコストを気にせず、サンプルの処理数に合わせてシステムを選択いただけます。

4200 TapeStation System では最大 96 サンプルまで一度に分析が可能で、ハイスループットな解析に適しています。

測定部

Tape Rack• 最大 7 枚、96 サンプル +• 1 サンプル
1 ～ 2 分の高速解析

ラダが泳動可能96-well plate• サンプルをセット

8 連チューブ• サンプル数が少ない場合に使用• 96 サンプルの場合にラダをセット

Loading tip• 1 サンプル毎に交換• クロスコンタミネーションやキャリーオーバーなし

4200 TapeStation System4

一度に分析するサンプル数が少ない場合は、16 サンプルまで処理できる 4150 TapeStation System がおすすめです。装置のサイズも小さく省スペースで、価格もよりお手頃なモデルです。

4150/4200 TapeStation System ともに同じ消耗品を使用するので、分析互換性があり切り替えも可能です。

測定部• 1 サンプル
1 ～ 2 分の高速解析

Loading tip

8 連チューブ• １サンプル毎に交換• クロスコンタミネーションやキャリーオーバーなし• 8 連チューブを2 本までセット• 1 ～ 16 までの任意のサンプル数を分析

4150 TapeStation System
5

Agilent 4150/4200 TapeStation System

幅広いアプリケーションに対応可能な多彩な ScreenTape
ScreenTape には、大きく分けて DNA サンプル用と RNA サンプル用の 2 種類があります。それぞれの ScreenTape は Ready-to-Use で、独立した 16 のレーンがあり、各サンプルは別々のレーンで分析されるため、クロスコンタミネーションのリスクはありません。未使用のレーンは保存して *2 使用することが可能なので、少ないサンプル数の場合でも無駄なくご利用いただけます。
*2 2 週間以内

ScreenTape アッセイ ラインナップ
優れた分析感度

ご利用のアプリケーションおよびサンプルの濃度に基づいて、DNA または RNA 分析用の Screen Tape アッセイから選択します。

RNA QC

分析分子量範囲
定量範囲
サンプル必要量
感度
品質評価
品質評価推奨濃度範囲

6RNA
assay

High Sensitivity
RNA assay

Genomic DNA
assay

Cell-free DNAassay──

200 to >60,000 bp

50 – 800 bp

25 – 500 ng/µL

500 – 10,000 pg/µL

10 – 100 ng/µL

100 – 4,000 pg/µL

1 µL

2 µL

1 µL

2 µL

5 ng/µL

100 pg/µL

0.5 ng/µL

20 pg/µL

RNA Integrity Number
equivalent (RINe)RNA Integrity Number
equivalent (RINe)DNA Integrity Number(DIN)%cfDNA

25 – 500 ng/µL

1,000 – 25,000 pg/µL

5 – 300 ng/µL

100 – 5,000 pg/µLバーコードScreenTape の詳細装置が Assay の種類、使用期限等、自動で認識

Assay の種類、使用期限、Lot 番号

バッファーチャンバー

独立した泳動レーン
キャリーオーバーゼロ

電極

各レーンに独立の電極を装備

DNA QC
D1000
assay

High Sensitivity
D1000 assay

D5000
assay

High Sensitivity
D5000 assay

35 – 1,000 bp

35 – 1,000 bp

100 – 5,000 bp

100 – 5,000 bp

0.1 – 50 ng/µL

10 – 1,000 pg/µL

0.1 – 50 ng/µL

10 – 1,000 pg/µL

1 µL

2 µL

1 µL

2 µL

0.1 ng/µL

5 pg/µL

0.1 ng/µL

5 pg/µL

─

─

─

─

─

─

─

─

7

Agilent 4150/4200 TapeStation System

DNA QC アプリケーション
Genomic DNA
次世代シーケンシング（NGS）、CGH マイクロアレイ等においてスタートサンプルであるゲノム DNA の分解度を把握することは、良い結果を得るためにとても重要です。一般的に、ゲノム DNA の分解度はゲル電気泳動で調べることができますが、サンプル量が多く必要な上に時間と手間がかかることが難点でした。

Genomic DNA Assay では、この作業を簡単、迅速に行うことができ、さらにゲノム DNA のサイズ分布を基にして、その分解度を数値化した DNA Integrity Number （DIN）が自動で計算されるので、ゲノムDNA の分解度を客観的に評価することができます。
分解

分解DIN 1.3

1.62.5

3.2

3.84.25.0

5.86.5

7.1

7.4

8.1

8.9

D5000 / High Sensitivity D5000
D1000 / High Sensitivity D1000
次世代シーケンスの様々なライブラリ QC や PCR 産物の確認に最適です。
D5000 データ例

Size selected human genomic DNA

8Long-range PCR 産物

9.89.8

Cell-free DNA
cfDNA をスタートサンプルとして次世代シーケンシング（NGS）、ddPCR やマイクロアレイ解析を行う際に、cfDNA の定量や品質を確認することはとても重要です。cfDNA の品質は Cell-free DNA ScreenTape
Assay により、容易に確認することが可能です。800 bp までの定量とサイズ、さらに高分子量 DNA（HMWDNA）の混入も検出できます。サンプル内の 50 ～ 700 bp を cfDNA とし、その割合（%cfDNA）が自動で計算され、客観的な品質評価が可能です。また、cfDNA と定義された領域の平均サイズも自動で算出されます。
（Cell-free DNA ScreenTape Assay には TapeStation Software 3.2 以上が必要です。
）
Lower Marker

HMW DNAHMW DNA
cfDNA

cfDNA

（左） cfDNA サンプルのゲルイメージ。各サンプルの cfDNA の割合（%cfDNA）がイメージの下に表示される。

（右）エレクトロフェログラム

9

Agilent 4150/4200 TapeStation System

RNA QC アプリケーション
RNA / High Sensitivity RNA
遺伝子発現マイクロアレイや qRT-PCR において、total RNA の分解度を確認することは結果の妥当性、信頼性を確保するためにとても重要です。

RNA アプリケーションでは、total RNA の分 解 度を客 観 的 に評 価するた め、RINe （RNA Integrity

Number equivalent）が自動で計算されます。RINe は RNA 分解度の指標において世界標準とされているバイオアナライザの RIN と相関が高く、実績のある RIN と同様に判断の基準として利用できます。
分解RINe RINe RINe RINe RINe RINe RINe
9.0 7.1 6.1 4.6 3.6 2.9 2.6

分解

次世代シーケンス RNA-Seq のワークフローではスタートサンプルの total RNA からライブラリまで

TapeStation 1 台で品質確認ができます。

Agilent Strand-Speciﬁc RNA ライブラリ調製キットのワークフロー
組織・細胞などのサンプル

Total RNA の抽出

Total RNA
poly （A） RNA の精製

Total RNA のサンプル QC

RNA ScreenTape アッセイ

poly （A） RNA

フラグメンテーション

RNA フラグメント
逆転写反応

D1000 ScreenTape アッセイ

2 本鎖 cDNA

アダプタライゲーション

アダプタ付加 cDNA ライブラリ

PCR 増幅増幅ライブラリ

シーケンシング10

最終ライブラリの QC（サイズ：175 ～ 600 bp）

11

Agilent 4150/4200 TapeStation System

分析仕様
DNA アプリケーション仕様
キットの種類Genomic DNA

Cell-free DNA

D1000

High Sensitivity
D1000

D5000

High Sensitivity
D5000

200 to >60,000 bp

50 – 800 bp

35 – 1,000 bp

35 – 1,000 bp

100 – 5,000 bp

100 – 5,000 bp

0.5 ng/µL

20 pg/µL

0.1 ng/µL

5 pg/µL

0.1 ng/µL

5 pg/µL

ピーク分離能――35 – 300 bp：
15%,
300 – 1,000 bp：
10%

35 – 300 bp：
15%,
300 – 1,000 bp：
10%

400 – 5,000 bp：
15%

400 – 5,000 bp：
15%

サイズ決定
再現性 *2200 – 15,000 bp
15% CV

10% CV

5% CV

5% CV

5 % CV

10 % CV

サイズ決定
真度 *2

200 – 15,000 bp± 15%± 15%*3± 10%*3± 10%*3

± 10%

± 15%

15% CV

0.1 – 1 ng/uL：
15% CV
1 – 50 ng/uL：
10% CV

15% CV

分析分子量範囲
感度 *1

定量再現性

15% CV

15% CV

0.1 – 1 ng/µL：
15% CV
1 – 50 ng/µL：
10% CV

定量真度

± 20%

± 20%*2± 20%*2± 20%*2

± 20%

± 25%

定量範囲

10 – 100 ng/µL

100 – 4,000 pg/µL

0.1 – 50 ng/µL

10 – 1,000 pg/µL

0.1 – 50 ng/µL

10 – 1,000 pg/µL

品質評価
推奨濃度範囲DIN*4：
5 – 300 ng/µL%cfDNA*5：
100 – 5,000 pg/µL

――――

使用可能
緩衝液濃度

10 mM MgCl2,
50 mM NaCl,
10 mM NaOAc,
10% ethanol,
10% 2-propanol,
1 µg/µL glycogen

25 mM NaCl,
25 mM KCl,
3 mM EDTA
0.1% NaN3,
5 mM
phosphate buffer
10% ethanol,
10% 2-propanol

20 mM KCl,
60 mM
phosphate buffer,
60 mMguanidine-HCl,
240 mM NaCl,
60 mM NaOAc

7 mM KCl,
20 mM
phosphate buffer,
20 mM
guanidine-HCl,
80 mM NaCl,
20 mM NaOAc

250 mM KCl,
250 mM Tris-HCl,
125 mM NaCl,
50 mM NaOAc,
25 mM MgCl2,
25 mg/mL BSA,
25 mM
guanidine-HCl

25 mM KCl,
25 mM Tris-HCl,
12.5 mM NaCl,
5 mM NaOAc,
2.5 mM MgCl2,
2.5 mg/mL BSA,
2.5 mM
guanidine-HCl

分析時間

15 サンプル < 25 分
16 サンプル < 25 分
96 サンプル < 140 分 96 サンプル < 150 分

16 サンプル < 20 分
96 サンプル < 90 分

16 サンプル < 20 分
15 サンプル < 25 分
15 サンプル < 20 分
96 サンプル < 105 分 96 サンプル < 135 分 96 サンプル < 120 分

サンプル数 /1 Tape

サンプル必要量*1*2*3*4*5*6

1215*616161615*6

15*6

1 µL

2 µL

1 µL

2 µL

1 µL

2 µL

単一ピークとなる断片の検出において S/N 比が 3 以上となる濃度

専用ラダをサンプルとし、1 Tape につき 1 ラダを泳動した場合の値

ソフトウェアに保存されているラダ（Electronic ladder）データを使用した場合は± 20%

DIN – DNA Integrity Number%cfDNA – サンプル内の 50 – 700 bp の割合
1 Tape/Run につき 1 ラダが必須です。

RNA アプリケーション仕様
キットの種類RNAHigh Sensitivity RNA

感度 *15 ng/µL

100 pg/µL

定量範囲

25 – 500 ng/µL

500 – 10,000 pg/µL

RINe 推奨濃度範囲 * ２

25 – 500 ng/µL

1,000 – 25,000 pg/µL

定量再現性

10% CV

15% CV

定量真度

± 20%

± 30%

200 mM Tris
20 mM EDTA
50 mM NaCl

10 mM Tris
1 mM EDTA

16 サンプル < 20 分
96 サンプル < 95 分

16 サンプル < 35 分
96 サンプル < 180 分

サンプル数 / 1 Tape1616

サンプル必要量

1 µL

2 µL

使用可能緩衝液濃度

分析時間*1 単一ピークとなる断片の検出において S/N 比が 3 以上となる濃度*2 RINe – RNA Integrity Number equivalent

13

Agilent 4150/4200 TapeStation System

装置コントロール、解析、システム診断まですべての機能がそろったソフトウェア
シンプルな装置コントロールとデータ解析

Agilent TapeStation ソフトウェアは、直感的にわかりやすく、装置の操作からデータ解析、レポートの作成まで効率的に行うことができます。

必要な消耗品TapeStation Controller Software
Assay の自動選択

分析したいサンプルの数に応じた消耗品の必要量を表示します。

ScreenTape の 2 次元バー
コードにより自動で Assayを認識します。分析可能なレーン数も表示されます。

サンプルの選択

サンプル名

サンプルをセットしたウェルをクリック / ドラッグで選択します。サンプルをセットする場所の指定はありません。

サンプル名は CSV やテキス
トファイル形式でインポートおよびエクスポートできます。

装置のステータス装置の状態を表示します。

データ分析

Electropherogram の 表 示
や Region Assay への切替が簡単にできます。

データ選択画面

プレートのウェルの位置やサンプル名でデータを選択します。

TapeStation Analysis Software

エラーの表示分析に何らかの問題がある
レーンは、ゲルイメージまたはサンプルテーブル内にフラグが立てられます。

Observation

エラー の 詳 細 が 表 示 されます。

分析結果

サイズ、 濃 度、 Molarity 、RINe、DIN などが自動計算され表示されます。

14

自己診断ツールによってダウンタイムを最小にシステム診断を行うことで高い生産性を維持します。TapeStation 専用テストテープ（再利用可能）を用いて、TapeStation Controller
Software に組み込まれたハードウェア診断および機能検証テストを簡単に行うことができます。

ハードウェアとソフトウェアのサポートサービス

標準保証期間終了後も安心して Agilent TapeStation System をお使いいただけるよう「サポート契約」をご提供しています。

ご契約により、迅速なサポートが受けられ、かつ高額修理のリスクを回避し、保守・修理費用の年間定額予算化が実現できます。

15

Agilent 4150 Tapestation System

Agilent 4200 Tapestation System

型番G2992AA
TapeStation 本体、ノートパソコン、ソフトウェア、装置付属品、専用 Vortex、

型番

G2991BA
TapeStation 本体、ノートパソコン、ソフトウェア、装置付属品、専用 Vortex、

重量

17.8 kg

重量24.8 kg

100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 50 VA（W）

電源付属消耗品が含まれます。

寸法（幅×奥行×高さ） 25.4 cm × 51 cm × 41.7 cm
電源販売店

付属消耗品が含まれます。

寸法（幅×奥行×高さ） 43.5 cm × 51 cm × 44.5 cm

100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz, 50 VA （W）［ お問い合わせ窓口 ］
アジレント・テクノロジー株式会社

本社 / 〒 192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1●カストマコンタクトセンタ
0120-477-111
mail：email_japan@agilent.com※仕様は予告なく変更する場合があります。
※本資料掲載の製品はすべて研究用です。
その他の用途にご利用いただくことはできません。

http://www.agilent.com/chem/genomics:jp
G210404© Agilent Technologies, Inc. 2021

本書の一部または全部を書面による事前の許可なしに複製、改変、翻訳することは、著作権法で認められている場合を除き、法律で禁止されています。

Printed in Japan, Jun, 2021
5994-3687JAJP