デジタルレーザー距離計 RIEGL LD05e-A30PH67は、IP67仕様のハウジングを備えたLD9031K-HiPの後継機です。
最先端のデジタル信号処理を使用して、視界が悪い状況下でも複雑なマルチターゲット状況の正確な距離測定を可能にします。
エコー信号のデジタル化とその後の分析により、マルチターゲットの距離測定が可能になります。
レーザーショットごとに最大4つのターゲット距離を検出します。

LD05e-A30-PH67は、リフレクター（反射板）の無い環境で使用するために特別に設計されています。
視認性が悪い状況下で非常に「高いペネトレーション（浸透）」機能を提供するため、船の接岸誘導やレーザー高度計などの長距離アプリケーションに最適です。
このハイペネトレーションモードでは、連続的なレーザー発射とデータ更新レート（通常より遅い）の自動制御と事前検出された平均化処理により、 複雑な測定対象に対して高精度でかつ信頼性のあるデータ取得を可能にします。加えて、事前検出された平均化処理は最大計測範囲を大幅に向上させます•

優れた干渉耐性を提供する短い赤外線レーザーパルス•

優れた空間分解能を実現する、発散の少ない狭い測定ビーム•

ビームの入射角や表面特性に関係なく、ほぼすべての表面を測定•

軽量で堅牢なアルミニウム製ハウジングで、過酷な環境でも使用可能•

事前設定されている測定モードだけではなく、顧客固有のアプリケーション用に個別にプログラム可能

1
Data Sheet RIEGL LD05e-A30-PH67,2021-01-15

性能（Example）
以下の事前設定されている 測定時間の異なるハイペネトレーションモードが利用可能です

測定プログラム 0 ,測定時間 0.3 sec

測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 10%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター
最短測定距離3)1m

測定精度4)5)

標準 ± 25 mm

パルス繰返しレート 2000 Hz での事前平均化6)
測定レート7)600

3.33 Hz最大ターゲット数

測定プログラム 1 ,最大 1100 m
最大 400 m
最大 1850 m

4

測定時間 0.5 sec

測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 10%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター
最短測定距離3)測定精度4)5)

最大 1250 m
最大 450 m
最大 2100 m1m
標準 ± 25 mm

パルス繰返しレート 2000 Hz での事前平均化6)1000

測定レート7)

2 Hz

最大ターゲット数41）以下の条件を想定•ターゲットがレーザービームのフットプリントよりも大きい •垂直入射角 •視程10 km•平均的な周囲の明るさの状態。 明るい日光の下では、動作範囲は曇り空よりもかなり短くなります。 夜明けや夜の範囲はさらに高くなります2）反射ホイル3M DG4090または同等品、寸法≥0.45 x 0.45㎡
3）再帰反射ターゲットで完全な精度を得るための最小距離5 m
4）RIEGLテスト条件下で50 mの範囲で1シグマの標準偏差
5）プラス 距離依存誤差≤±20 ppm
6) 機器から発射されるレーザーパルスごとに、エコー信号がサンプリングされ、デジタル化されます。 単一のレーザーショットのデジタル化された信号を合計して合計信号にすることができるため、感度とターゲットを測定できる最大範囲が向上します。
単一のレーザーショット信号の合計は、事前検出平均と呼ばれます。
7）自己適応測定時間を選択した場合、有効なデータ更新レートは、ターゲットの数とその反射率と距離に依存します2
Data Sheet RIEGL LD05e-A30-PH67,2021-01-15

測定プログラム 2 ,測定時間 1 sec

測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 10%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター
最短測定距離3)

最大 1500 m
最大 550 m
最大 2500 m
1m

測定精度4)5)

標準 ± 25 mm

パルス繰返しレート 2000 Hz での事前平均化6)2000

測定レート7)

1 Hz

最大ターゲット数

測定プログラム 3 ,4

測定時間 2 sec

測定範囲1)
自然物ターゲット ρ ≥ 80%
自然物ターゲット ρ ≥ 10%
リフレクター2) & プラスチック キャッツアイ リフレクター
最短測定距離3)測定精度4)5)

最大 1650 m
最大 600 m
最大 2750 m
1m
標準 ± 25 mm

パルス繰返しレート 2000 Hz での事前平均化6)4000

測定レート7)

0.5 Hz

最大ターゲット数41）以下の条件を想定•ターゲットがレーザービームのフットプリントよりも大きい •垂直入射角 •視程10 km•平均的な周囲の明るさの状態。 明るい日光の下では、動作範囲は曇り空よりもかなり短くなります。 夜明けや夜の範囲はさらに高くなります2）反射ホイル3M DG4090または同等品、寸法≥0.45 x 0.45㎡
3）再帰反射ターゲットで完全な精度を得るための最小距離5 m
4）RIEGLテスト条件下で50 mの範囲で1シグマの標準偏差
5）プラス 距離依存誤差≤±20 ppm
6) 機器から発射されるレーザーパルスごとに、エコー信号がサンプリングされ、デジタル化されます。 単一のレーザーショットのデジタル化された信号を合計して合計信号にすることができるため、感度とターゲットを測定できる最大範囲が向上します。
単一のレーザーショット信号の合計は、事前検出平均と呼ばれます。
7）自己適応測定時間を選択した場合、有効なデータ更新レートは、ターゲットの数とその反射率と距離に依存します

3Data Sheet RIEGL LD05e-A30-PH67,2021-01-15

レーザー仕様
波長近赤外ビーム広がり角1)

1.6 x 1.7 mrad

パルス繰返しレート (PRR)

2000 Hz
レーザークラス 1M

レーザー製品分類
IEC 60825-1:2014に準拠
特定の光学機器（望遠鏡や双眼鏡など）でレーザー出力を見ると、目に危険を及ぼす可能性があります。
1）1 / e2 ポイントで測定されます.1mradは、100 mの距離において10 cmのビーム幅に相当します

一般的な技術データ
データインターフェース
データポート
設定ポート
電源
消費電力
主寸法 （L x W x H）mm
重量RS-422
RS-42220-28 V DC, 24 VDC（公称値）
標準 15 W

275 x 160 x 90
約 3.6 kg

保護クラスIP67

温度範囲
作動
保管-10℃～+50℃1)-20℃～+60℃1)

固定

ハウジングの底面に4x M8x1.25 - 6H ネジ, 深さ 8mm,.

1）高温での作動または保管の場合、機器の平均寿命（MTBF）が短くなります

4
Data Sheet RIEGL LD05e-A30-PH67,2021-01-15

※記載の仕様等は、改良のため予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

リーグルジャパン株式会社
Data Sheet RIEGL LD05e-A30-PH67,2021-01-15©2020 RIEGL JAPAN All Rights Reserved

東京都中野区弥生町5-11-29フジビル2F TEL:03-3382-7340
お問い合わせ： sales@riegl-japan.co.jp

5