IQ センサーネット システム 2020 3G

種別コントロールユニット

コントロールユニット+MIQ モジュール

型式

機能

商品コード

MIQ/TC 2020 3G

表示／操作モジュール
USB インターフェース付き、各種 MIQ モジュールに設置し制御／操作

470 020

MIQ/TC 2020 3G-CR3

MIQ/TC 2020 3G+MIQ/CR3+MIQ/PS の組み合わせ
電源 AC100 〜 240V、アナログ出力（0/4 〜 20 mA）3 点、リレー出力 3 点、IQ センサーを任意の組み合わせで最大 20 本まで接続可能

470 022

MIQ/TC 2020 3G-C6

MIQ/TC 2020 3G+MIQ/C6+MIQ/PS の組み合わせ
電源 AC100 〜 240V、アナログ出力（0/4 〜 20 mA）6 点、IQ センサーを任意の組み合わせで最大 20 本まで接続可能

470 024

MIQ/TC 2020 3G-EF

MIQ/TC 2020 3G+MIQ/PS+MIQ/MC3 の組み合わせ

470 026

型式機能

商品コード

MIQ/PS（AC 100 〜 240V 用）

480 004

MIQ/24V（DC 24V 用）システム内に最大 6 モジュールまで設置可能（各モジュールの消費電力による）

MIQ/CR3

アナログ出力（0/4 〜 20 mA）3 点、リレー出力 3 点

480 014

MIQ/C6

アナログ出力（0/4 〜 20 mA）6 点

480 015

MIQ/R6

リレー出力 6 点

480 013

MIQ/CHV PLUS

圧縮エアによる洗浄バルブ制御モジュール

480 018

MIQ/JB

センサーまたはモジュール 4 式まで接続可能

480 008

MIQ/JBR

アンプ機能付き中継モジュール（長距離中継用）、4 式まで接続可能

480 010

MIQ/MC3

システム制御用、USB/ イーサネットポート付

471 020

IQ
水質監視ネットワークシステム
Sensor Net

IQ センサーネット システム 2020 3G

On-Lineオンライン

ターミナル／コントローラー

pH/ORP

商品コード

MIQ モジュールアナログ出力モジュール

バルブモジュール
中継モジュール
コントローラーモジュール

480 006

DO

電源供給

導電率

種別機能商品コードSensoLyt 700IQ（SW）

pH/ORP 電極ホルダー（別途 pH/ORP が必要）
、海水対応可（SW）

109 170

溶存酸素

TriOximatic 700IQ（SW）

隔膜式 DO 電極、測定範囲 0.0 〜 60.0 mg/L、海水対応可（SW）

201 640

溶存酸素

FDO 700IQ（SW）

蛍光式 DO 電極、測定範囲 0.00 〜 20.00 mg/L、海水対応可（SW）

201 650

導電率

TetraCon 700IQ（SW）

4 電極方式、測定範囲 10 μ S/cm 〜 500 mS/cm、海水対応可（SW）

302 500

濁度

VisoTurb 700IQ（SW）

90 度散乱光測定方式、測定範囲 0.000 〜 4,000 FNU、海水対応可（SW）

600 010SSViSolid 700IQ（SW）

後方散乱光測定方式、測定範囲 0.003 〜 1,000 g/L TSS、海水対応可（SW）

600 012アンモニア / 硝酸

VARiON plus 700IQ

イオン電極方式、測定範囲 0.1 〜 1,000 mg/L NH4-N/NO3-N

107 066
107 072

アンモニア

AmmoLyt plus 700IQ

イオン電極方式、測定範囲 0.1 〜 2,000 mg/L NH4-N

硝酸

NitraLyt plus 700IQ

イオン電極方式、測定範囲 0.1 〜 1,000 mg/L NO3-N

107 082

硝酸

NitraVis 700IQ（TS）

UV- 可視光吸収方式、測定範囲 0.00 〜 150.0 mg/L NO3-N

481 021

有機物

CarboVis 700IQ（TS）

UV- 可視光吸収方式、測定範囲 0.0 〜 20,000 mg/L COD

481 028

硝酸 / 有機物

NiCaVis 700IQ

UV- 可視光吸収方式、測定範囲 0.5 〜 20,000 mg/L COD

481 027

硝酸 / 亜硝酸 / 有機物

NiCaVis 700IQ NI

UV 吸収方式、測定範囲 0.00 〜 150.0 mg/L NO3-N

481 054

界面レベル

IFL 700IQ

超音波エコー方式、測定範囲 0.4 〜 15 m、自動洗浄システム付

481 200

チッ素

型式

pH/ORPリン

項目濁度／ SSIQ センサー

商品コード

IQ センサー接続ケーブル、1.5 m

480 040

ケーブル

SACIQ-7.0

IQ センサー接続ケーブル、7 m

480 042

ケーブル

SACIQ-15.0

IQ センサー接続ケーブル、15 m

480 044

ケーブル

SACIQ-SO

IQ センサー接続ケーブル、ケーブル長任意（最大 100 m まで）

480 041V

ケーブル

SACIQ-SO（SW）

IQ センサー接続ケーブル（海水対応）、ケーブル長任意（最大 100 m まで）

480 064V

センサー洗浄装置
種別

多項目オンライン測定

システム 2020 3G の特長システム●センサーを任意の組み合わせで最大 20 本まで接続可能

型式機能

商品コード

エア供給ボックス

Cleaning Air Box

洗浄用圧縮エア供給装置、AC 115 V 仕様

480 017

任意の組み合わせで洗浄ヘッド

CH

センサー洗浄ヘッド、洗浄エアチューブ 15 m 付

900 107

最大 20 本のセンサーを接続可能※記載の製品に関しては、改良のため予告なく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

販売店

WTW社輸入総代理店

多種類のセンサーをラインナップ
多様な出力機能●供給電源は AC100 〜 240V/DC24V に対応●アナログ出力やリレー出力の点数も任意で選択可能●デジタル出力にも対応（PROFIBUS/MODBUS）●モデムを追加し、遠隔監視・操作も可能●ワイヤレス通信可能●データロガー機能付き●ケーブル総延長 1,000m まで（アンプモジュール MIQ/JBR を追加しさらに 1,000m 延長可能）

社 〒112‐0001 東京都文京区白山5-1-3東京富山会館ビル ＴＥＬ．03（3812）9186（代）ＦＡＸ．03（3814）7538

大 阪 支 店 〒532‐0003 大阪市淀川区宮原4-6-18新大阪和幸ビル ＴＥＬ．06（6392）1978（代）
名 古 屋 支 店 〒460‐0007 名古屋市中区新栄2-1-9雲竜フレックスビル西館 ＴＥＬ．052（265）9370（代）
九 州 営 業 所 〒812‐0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル ＴＥＬ．092（475）4621（代）URL https://www.aqua-ckc.jp

P-B10199

200410TM

アクセサリー本●拡張性に優れたデザインでセンサーやモジュールの追加可能

残留塩素機能SACIQ-1.5

IQ
センサーネット

型式

ケーブル

ろ過装置

種別

有機物センサー接続ケーブル

水質監視ネットワーク システム

IQ センサーネット システム 2020 3G

On-Line■ 基本的な構成

IQ センサーネットはモジュール拡張式の多項目オンライン水質監視ネットワークシステムです。
システム 2020 3G は、最大 20 本までのセンサーを接続可能で、溶存酸素・pH・ORP・コントロールユニット

導電率・濁度・SS・アンモニア・硝酸・有機物・温度などから任意の組み合わせでセンサーを追加モジュール（表示部 / コントローラー）選択することができます。水処理プラントの規模に合わせたセンサーネットワークシステムをケーブル（MIQモジュール）

IQセンサー

自由に構築することが可能であり、大きくて見やすいカラーディスプレイで各項目の測定値を一覧で確認することができます（日本語表示可）。操作性に優れ、また、ネットワークシステム内の状態を常にチェックするステータスランプにより、異常をいち早く認識できます。

モジュール用（SNCIQ）
センサー用（SACIQ）

自由にカスタマイズ可能 …モジュールやセンサーの基本デザインは共通

システム構成例

コントロールユニット（表示部 / コントローラー）

MIQ/TC 2020 3G

標準的な電源供給モジュールとアナログ出力モジュールを組合わせた2 種類の基本セットが用意されています。
●表示部 / コントローラーはシステム内で自由に移動できます●測定値は最大 8 個まで同時に表示可能です（センサー 20 本まで接続可能）（※最低 1 カ所は常時設置が必要です。
）
MIQ/TC 2020 3G

SAC

設定ボタン

校正ボタン

MIQ/TC 2020 3G

汚泥界面

OKボタン

ステータスランプ上下左右キー

亜硝酸、MLSS

測定ボタン、リン酸

エスケープボタン（一つ前に戻る）

表示/コントローラー機能のみ、他の機能は一切含まない

IQセンサー（デジタルセンサー）ネットワークシステムの最大ポイント（アナログ式との相違）●デジタル通信方式●アナログ通信方式
電源ケーブル11本
出力ケーブル11本

電源及び出力ケーブルの附設工事の本数を大幅に減らすことができます。

USBインターフェース

追加モジュール（MIQ モジュール）自由なカスタマイズ機能を有し、ユーザーの選択肢を増加
様々な機能を有したモジュールを組み合わせることにより、ユーザーの使用モジュール設置は積層方式
1 カ所に最大 3 モジュールまで目的に最も適したネットワークを生み出すことができます

積層可能です電源ケーブル1本

電源供給モジュール

出力ケーブル（デジタル）1本

出力 / 入力モジュール

通信ケーブル（デジタル）1本

インターフェースモジュール
システム拡張モジュール
コントローラーモジュール

電供

出遠隔監視も可能● LAN 経由遠隔操作

源● GSM モデム経由遠隔操作

給MIQ/PS : AC電源供給（AC 100〜240V）
MIQ/24V : AC / DC電源供給（AC 24V / DC 24V）

力MIQ/CR3 : 0/4〜20mA出力3点 / リレー出力3点
MIQ/C6 : 0/4〜20mA出力6点MIQ/R6 : リレー出力6点

インターフェース

MIQ/IF 232 : PC用ソフトウェアMIQ /T2020 RS232通信

電MIQ/CHV Plus : 自動エア洗浄制御用バルブモジュール

磁弁

ブルートゥース通信

MIQ/Blue PS : -IQセンサーネットシステム用無線通信

アナログ入力MIQ/IC2 : mA出力信号付 外部 センサー
（2式まで）
用
電流入力モジュール

拡MIQ/JB : IQ接続4本（モジュールケーブルとセンサーケーブル）
MIQ/JBR : 遠距離（1km以上）
接続用中継モジュール

張コ ント ロ ー ラ ー

IQ システムと繋がります…ネットワークシステムを構築

2

IQ システムと繋がります…アラームや測定値を携帯電話に転送可能

MIQ/MC3 : システム制御用
MIQ/MC3-PR : システム制御用、
Proﬁbus出力付
MIQ/MC3-MOD : システム制御用、
Modbus出力付

ケーブル

SENSORNET2SENSORNET1各モジュールへのケーブル接続●ケーブルは 2 芯（＋シールド線）を使用します●低電圧設置（IQ システム内は 24V）

SNCIQ（モジュール接続ケーブル：最大1,000m）
SNCIQ/UG（モジュール接続ケーブル［地下埋設用］：最大1,000m）

SACIQ（センサー接続ケーブル：最大100m）

3

水質監視ネットワーク システム

IQ センサーネット システム 2020 3G

On-Line
便利な USB インターフェース機能

システムプランニング

IQ センサー1ステップ● 標準センサー

システム 2020 3G

構成要素の消費電力一覧

品システム 2020 3G 内
最小数 / 最大数

消費／入力
電力

*→ 3.5W

測定場所と項目数、出力点数と出力場所を確認する

DO

mA出力6点

名ターミナル／コントローラー
MIQ/TC 2020 3G

MIQ モジュールFDO 700IQ（蛍光式）

TriOximatic 700IQ（隔膜式）

pH

pH / ORP

DO

アナログ出力モジュール

濁度

TSS

MIQ/CR3NH4-N

MIQ/C6
MIQ/R6〈流入槽〉

SensoLyt 700IQ

〈処理槽〉

〈放流槽〉

2ステップ

センサーを選択する

TetraCon 700IQ

有用なデータを簡単に出力可能…

SensoLyt 700 IQ +SensoLyt SEA（先端電極）

ISE:- アンモニア- 硝酸

VARiON 700IQ
AmmoLyt 700IQ
NitraLyt 700IQ• 設定の保存と読み出し• 保存された測定値の出力（最大525,600件）• ログブックの保存• センサー校正履歴の保存❷ USB 経由、システムのアップデート• 簡単、迅速、現場でアップデート可能

設定可能

MIQ/CHV PLUS

→ 3.0W→ 1.5W→ 2.5W

デジタル出力モジュール

導電率❶ USB スティックへのデータ転送→ 3.0W
1 システム内に最大 48 点の出力を光学式:- 有機物- 硝酸- 亜硝酸

UV 700IQ
CarboVis 700IQ
NitraVis 700IQ (NI)NiCaVis 700IQ (NI)

濁度 / TSS

VisoTurb 700 IQ

pHTurbidity3ステップ〈処理槽〉

VisoTurb 700IQ〈放流槽〉→ 1.6W

MIQ/Blue PS SET

0/10→ 0.6W

MIQ/IF232

0/2→ 0.2W

MIQ/MC30/1→ 2.5W

MIQ/MC3-PR

0/1→ 3.0W

MIQ/MC3-MOD

0/1→ 3.0W

MIQ/IC2**→ 0.2W***

MIQ/JB0/25→ 0.1W

MIQ/JBR

0/2→ 0.2W

電源供給モジュール
MIQ/PS

MIQ/C6
MIQ/TC 2020 3G
MIQ/PS またはプリセット :MIQ/TC 2020 3G-C6

ViSolid 700IQ→ 2.0W

入力モジュール／中継モジュール

コントローラー、出力モジュール、必要な電源供給モジュールの数を計算する• コントローラー、モジュール、センサーをアップデート

0/1
0/1

コントローラーモジュール

VisoLid 700 IQ
AmmoLyt Plus 700 IQ
FDO 700 IQ〈流入槽〉

MIQ/2-PR
MIQ/2-MOD

MIQ/24V

18W →（入力）

1/6

18W →（入力）IQ センサーSensoLyt 700IQ（SW）→ 0.2W

TriOxmatic 70xIQ（SW）→ 0.2W

システムを保護する…

FDO 70xIQ（SW）→ 0.7W• 3 つのアクセスタイプ : 管理者、保守、閲覧

TetraCon 700IQ（SW）→ 0.2W

VisoTurb 700IQ（SW）→ 1.5W

ViSolid 700IQ（SW）→ 1.5W

VARiON Plus 700IQ→ 0.2W

界面レベル❸ 電子キー機能• ロック → USB スティックを取り外す

IFL 700IQ• ロック解除 → USB スティックを取り付ける

〈流入槽〉

〈放流槽〉

〈処理槽〉

● 海水（SW）対応センサー（工場排水等にも対応）

DO❹ IQ ラボリンク

4ステップ

AmmoLyt Plus 700IQネットワーク接続用モジュールを選択する

NitraLyt Plus 700IQ→ 0.2W

1/20→ 0.2W

NitraVis 70x IQ（TS・NI）

FDO 700IQ SW（蛍光式） TriOximatic 700IQ SW（隔膜式）

MIQ/JB

MIQ/JB

CarboVis 70x IQ（TS）→ 3.5W（平均）NiCaVis 70x IQ（NI）

MIQ/JB

pH / ORP→ 8.0W（最大）UV 70x IQ NOx
UV 70x IQ SAC

オンラインのシステムとラボ計測をリンク…
IQ センサーネットのデータを分光光度計に転送する

SensoLyt 700IQ SW

導電率

〈流入槽〉

〈放流槽〉

〈処理槽〉

TetraCon 700IQ SW

濁度

5

ステップ

ケーブルを選択する
3 x SNCIQ
任意の長さ

SACIQ-7,0TSS
3 x SACIQ-7,0

遠隔地からシステムにフルアクセス可能…

4

注記 : 接続ケーブル SNCIQ による電力消費を加算してください：100m につき 1 W（ケーブル長が 400m の場合）

ViSolid 700IQ SW〈流入槽〉

システム内の総消費電力

必要な電源供給モジュールの数

MIQ/PS（MIQ/24V）

VisoTurb 700IQ SW

データ転送と設定→ 10W

1 システムに 3 式まで（コントローラー機能を持つ 1 式は常設必須、他の端末機能のみを持つ 2 式は移設可能）** 接続したアナログ入力は IQ センサーとしてカウントされます*** 接続した入力数につき、さらに 2.2 W ずつ加算

SACIQ-7,0

LAN接続（WLAN）
用USB-LAN
アダプター→ 5.5W

Alyza IQ*❺ USB 経由リモートコントロール

モデム接続用 USB-RS232
アダプター

IFL 700IQ

〈処理槽〉

〈放流槽〉

18W 以下1式

18W 〜 36W

2式

37W 〜 54W

3式

55W 〜 72W

4式

73W 〜 90W5式

91W 〜 108W

6式

5水質監視ネットワーク システム

IQ センサーネット システム 2020 3G■ システム 2020 3G 仕様■ 各モジュールの端子台図
MIQ/PS 電源モジュール（AC 100 〜 240V）

システム
製品認証

ETL、cETL（UL 規格、カナダ安全規格準拠）、CE

EMC 規格EN 61326、クラス B；FCC クラス A

落雷保護試験

EN 61326 に基づく強化した過電圧試験をシステム全体に対して実施

ケーブル接続On-Line
MIQ/24V 電源モジュール（DC 24V）
Order No.480 004

Order No.480 006

IQ センサーネットケーブル SNCIQ またはSNCIQ/UG（地下埋設用、PVC 被覆ケーブル）： 2 芯線； 2 x 0.75mm2、シールド線； 0.75 mm2、耐圧；10 bar

接続特性

ケーブルによる電源供給とデータ通信
ケーブル総延長距離： 最大 1,000m（シグナルアンプ無し）、シグナルアンプモジュール MIQ/JBR を使用時はさらに 1,000m 延長可能

無線接続

無線通信 クラス 1；100m まで（最大 300m）

接続特性

データ転送、個別に電源供給が必要

MIQ/CR3 出力モジュール（アナログ出力 3 点、リレー出力 3 点）

ターミナル／コントローラー

MIQ/C6 出力モジュール（アナログ出力 6 点）

Order No.480 014

MIQ モジュール接続（背面）MIQ モジュールに物理的／電気的な複合接続、簡易に脱着可能

USB インターフェース

USB-A（ホスト）

ディスプレイグラフィックディスプレイ；解像度：320 x 240 ピクセル；寸法：114 x 86 mm、モノクロ、バックライト付き

Order No.480 015

機能操作キー 3 個： 測定（M）、校正（C）、設定（S）
操作機能／機能キー

データロガー

確認／メニュー切替キー 2 個：OK（OK）、戻る（ESC）
カーソル移動キー（上下左右）；文字入力にも使用
MIQ/TC 2020 3G：525,600 データ
MIQ/MC：43,000 データ

電源供給

MIQ モジュールと接続することにより IQ センサーネットから直接供給

周囲環境

動作温度：-20℃ 〜 55℃筐体材質

ASA（アクリロニトリル - スチレン - アクリレート樹脂）

保護等級

IP 66 / NEMA 4X と同等（コンジット接続を除く）

寸法（W x H x D）

210 x 170 x 43mm

質量約 0.9kg

MIQ/R6 出力モジュール（リレー出力 6 点）

保管温度：-25℃ 〜 65℃

MIQ/IF 232 RS232 通信モジュール
Order No.480 013

Order No.480 020

モジュール
MIQ モジュール接続（前面）

物理的／電気的な複合接続、簡易に脱着可能、ターミナル／コントローラー MIQ/TC 2020 や他の MIQ モジュールを追加で接続可能

MIQ モジュール接続（背面）

物理的／電気的な複合接続、簡易に脱着可能、最大モジュール 3 式まで積層可能

ケーブル接続口

底面 4 箇所、ねじ込み式ケーブルグランド；M16 x 1.5

ターミナル接続

ネジ式ストリップ端子台；カバーを開けることにより接続操作可能
単 線；0.2 〜 4.0mm2

MIQ/CHV PLUS 洗浄用エアバルブ制御モジュール

MIQ/JB 中継モジュールOrder No.480 018

Order No.480 008

より線；0.2 〜 2.5mm2
IQ センサーネットターミナル接続

IQ センサーネットのためのターミナル接続は各モジュールで接続可能であり、以下のために使用されます。
- センサーの接続用- 入力／出力や IQ センサーネットケーブルの中継用

その他の機能LED ランプ 2 個（黄／赤）； IQ センサーネットの動作電圧モニター用
IQ センサーネット構築用端末スイッチ（SN ターミネーター）

電源供給

IQ センサーネットから直接供給

周囲環境

動作温度： -20℃ 〜 55℃

筐体材質

ポリカーボネート ‒ グラスファイバー 20% 配合

保護等級

IP 66 / NEMA 4X と同等（コンジット接続を除く）

寸法 (W x H x D)

144 x 144 x 53mm

質量約 0.5kg

保管温度： -25℃ 〜 65℃

MIQ/JBR 中継モジュール（アンプ付）

MIQ/MC3 コントローラーモジュール
Order No.480 010

Order No.471 020

センサーセンサー接続接続スロット；ネジ接続 G1IQ センサー接続ケーブル

クイックカップリング式コネクタ； ピンジャック付耐圧ねじ込み接続
ケーブル長：1.5 / 7.0 / 15.0m
20 / 25 / 50 / 75 / 100m（海水対応用）
動 作 温 度：-20℃ 〜 55℃
保管温度：-25℃ 〜 65℃

おねじ■ 寸法（単位 mm）
MIQ/TC 2020 3G6

MIQ モジュール

MIQ/MC37