2010/9/29

介護ベッドまわりの事故と対策「国際福祉機器展 HCR 2010」

医療・介護ベッド安全普及協議会

協議会のホームページ http://www.bed-anzen.org/

１．医療・介護ベッド安全普及協議会の紹介
設立：平成14年12月
目的：より安全な医療・介護ベッドならびに周辺機器の開発・普及、及びその正しい使用方法について周知徹底を図り、もって利用者が安心して使用できる環境の構築に業界として取り組む事を目的とする。
会長 パラマウントベッド㈱理事 フランスベッド㈱シーホネンス㈱監事 ㈱ランダルコーポレーション

木村 憲司
池田 茂
増本 忠次
岡島 正和

組織図

会員 （アイウエオ順）
シーホネンス株式会社
パラマウントベッド株式会社
フランスベッド株式会社
株式会社 プラッツ株式会社 モルテン株式会社 ランダルコーポレーション

以上６社

2．医療介護ベッド安全普及協議会（活動）
これまでの活動

医療施設向けに発行したベッドを安全に使用していただくための使用マ
ニュアル

在宅介護向けに発行した
ベッドを安全に使用していただくためのハンドブック（平成１５年発行）（平成１８年発行）

ベッド柵類の注意喚起を徹底するためのパンフレット

介護ベッド周りに事故に対する再徹底の注意喚起
パンフレット（平成２０年発行）（平成２２年９月発行）

改訂作業中
上記の資料は「医療介護ベッド安全普及協議会」ホームページで閲覧・ダウンロードすることができます。
http://www.bed-anzen.org

3．JIS規格改定の背景
2007年春の消費生活用製品安全法の施工後、ベッドサイドレールやベッド用グリップでの事故が報告された。
事故の検証の結果、レール廻りの隙間や介助バーの突起物・不確実なロック等が事故の原因の一つである事が確認され、2008/1からJASPAにより検討を開始し、2009/3に「在宅用電動介護用ベッド」JIS T 9254 が改定された。

PZR-K900/ﾌﾟﾗｯﾂ

KA-095/ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

SE-07NHC/ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ

KA-25/ｼｰﾎﾈﾝｽ※ 手すりや介助バーの一般名称があるがJIS規格で「ベッド用グリップ」と規定

4．重大事故発生状況

2010年8月31日集計 ４９件（2007/5 - 2010/8）

サイドレール
ベッド用グリップ関係の事故

サイドレール
ベッド用グリップ以外の事故

３６件
１３件

Ａ

サイドレール（ベッド用グリップ）の中に頭、腕、足が入り重傷・死亡した。

Ｂ

サイドレールとサイドレールのすき間に首が挟まり重傷・死亡した。

Ｃ

サイドレール（ベッド用グリップ）とボードの隙間に首が挟まり重傷・死亡した。４件Ｄ

サイドレール（ベッド用グリップ）とマットレス（ベッド本体）の間に挟まり重傷・死亡した。３件

Ｅ

１５件

５件

着衣がベッド用グリップ固定レバーに引っ掛かり窒息により死亡した。３件
固定レバーが外れ、転倒・骨折した。３件
その他サイドレール・ベッド用グリップ

関係

サイドレール・ベッド用グリップ以外の事故

３件
１３件

ベッド⽤グリップ、レール関連の事故：３６件中２２件が「製品に起因しない事故」と判断されています。

４－１．サイドレール・ベッド用グリップのすき間の事故

４―２．レールとレールの隙間の事故対応
ＪＩＳ規格（JIS T 2954 在宅用電動介護用ベッド）
・JIS T 9254:2005：
すき間の安全要求寸法 6ｃｍ未満 もしくは法としていた。

23.5ｃｍ以上側面から見た寸・JIS T 9254:2009
すき間の安全要求寸法 下図未満 もしくは 23.5ｃｍ以上がＯＫ！
※図１の直径６ｃｍの円柱を50Ｎで押し、図２の適合を満たすこと。

・すき間への対策品の例

４－３．レールの空間の事故対応
ＪＩＳ規格
図1がA、Bを通らない＝12ｃｍ以下＝頭は入らない空間

レール内の空間対策品の例

４－４．レール関連事故例
背上げ状態で、斜め前に倒れレールに首が乗り首を圧迫し窒息した。
原因
坐位を保てない方が背上げを60度以上にすると横に倒れやすくなる。
対策
背上げ角度は45度程度と低めにして横や前方に倒れ難くする。

背角度70度

背角度45度

４－５．ベッド用グリップの固定ノブ・レバー関連事故
着衣がベッドのベッド用グリップの固定用ノブにひっかかり窒息により死亡した。

対策

メーカー対応部品の追加
JISリスクアセスメント追加

首振りのロックレバーが外れ、転倒・骨折した。
対策

メーカー対応部品の追加

JISリスクアセスメント追加

４－６．その他のすき間の事故と対策
ベッド本体と他の物とのすき間事故
対策
取扱い上の注意徹底。
ベッド周辺の隙間は60ｍｍ以下若しくは235ｍｍ以上に物は置かない。

壁

ベッドからズレ落ちる可能性のある方はサイドレールをしようする。
ベッドのフレーム内に挟まった事故
対策
取扱説明書により注意喚起
JIS規格では安全要求（フリーホイールなど）
フリーホイールとは背中のボトムをモーターで直接下げない構造。
100kg

モーター

５．ベッドサイドレール・手すりの事故（ＦＤＡ）
米国ＦＤＡ（食品・医薬局）挟まれゾーンの定義
ゾーン１
サイドレール内部空間（内包されたすき間）

ゾーン２
サイドレール下部と支持枠（ボトム）間のすき間

ゾーン４
サイドレール下部のすき間

ゾーン５
サイドレール間のすき間

ゾーン６
サイドレールとヘッド・フットボードのすき間

ゾーン７
マットレスとヘッド・フッ
トボードのすき間

ゾーン３
サイドレールとマットレスのすき間（FDA資料抜粋）

６．危険な設置例

安全は整理整頓からベッド廻りの整理整頓

７． JIS（日本工業規格）とは••

JIS：Japanese Industrial Standard「互換性の確保」、「製品品質の確保」、「安全性の確保」などの観点で標準化が必要とされている製品に対して基準を定めたもの。
––•

日本工業標準化調査会HPより互換性• 乾電池。基本的にどのメーカーのものを使用しても全く不都合なく使用できます。これはＪＩＳによって乾電池が標準化され「互換性の確保」がなされているためです。
安全性• 石油ストーブ。可燃性上の規定、自動消化の規定がある。
– 使い方により火災は発生する。

介護ベッドのJIS規格は、 「製品品質の確保」、「安全性の確保」を中心に改定された。
石油ストーブと同様に使い方や利用者状況に合わない物を使うと事故は発生する。

•JISの取得は、あくまでメーカーの自主判断である。

目の不自由な方へ配慮した視覚障害者誘導用ブロックや、シャンプーなどの容器につけられた凹凸など、高齢者や障害者にもやさしい商品のための規格作りが進められています。

８．新JISのベッドになれば事故は起きないの？
– いいえ。
石油ストーブと同様に、使い方により事故は起きます。
– 利用者の身体状況に合っていないベッドも可能性は高くなります。
– 従来よりもレール廻りの隙間の事故は減るでしょうが、利用者・介護者の不注意や知識不足によるもの
予測できない行動によるものなど用具だけでは解決できない様々な事故が発生しています。
よって利用者に合っている用具なのか？
ベッド周りに危険な物は無いのか？など様々な角度から関係者による「安全に関する配慮」が絶対に必要です。

新JISベッドは絶対安全？

いいえ。
製品だけを良くしても事故は起きます。薦める人、使う人が安全への配慮を怠らないようしましょう。

９．ベッド周りのチェックポイント
Check Pont
使っているベッドは、①レール周りに7ｃｍ前後の危険なすき間がないか？
特に２００５年以前の製品か？
②ベッドとレールは同一メーカーか？
③ベッドに合ったサイズのマットレスを使っているか？
④ベッド内部に危険な構造・隙間は無いか？
⑤キャスターやベッド用グリップなど固定されているか？
⑥ベッド周りの家具、壁との間に体が挟まりそうな空間が無いか？
⑦ベッドの下や上に物を置いていないか？

不明な場合は、メーカーに確認しましょう！10-1.福祉施設の事故データ/HCR News2009-No.5より
平成18年の全社協「しせつ損害補償」から損害保険金・障害保険金支払いデータ数

発生場所

不明

1位：居室（約1/3）

その他

２位：廊下
３位：階段物損

４位：浴室

挟まれ

転倒

老人施設での転倒発生時間
自立歩行でトイレへの移動時

衝突・接触

６－７時が最多

転落
損保ジャパン

総数：3769件

斉藤裕一氏の記事より

10-2.福祉施設の事故データ/HCR News2009-No.5より
宮崎県 特別養護老人ホーム皇寿園

その他, 8

黒木施設長の記事より

総数：131件

異食, 10

特養：100名
ショートステイ：10名
養護老人ホーム：50名

離設, 1
転倒, 46誤薬, 13
誤嚥, 6打撲, 2転落, 45

全体の34％

2007年のヒヤリハット事例数

合計：160名

11-1.危険行為例-

転落につながる危険行為

浅く座る11-2.危険行為例–

その他

転倒につながる危険行為

骨折等重大事故につながる危険行為

テーブルを使った歩行

頭足方向を逆に寝る

うつぶせ寝

キャスターのロック忘れ11-3. 危険行為例2•

ベッドの機能を使わず無理に「起き上がり」、「立ち上がり」を行っての血圧上昇、転倒事故。
– 無理な起き上がりは血圧が200mmHgを超える！

•

長時間リクライニングしたままで腹部圧迫による呼吸困難
新JISでは90度以上•

寝返りできない人や床ずれのある人を背上げした時の、「背圧」による呼吸困難

背圧

背抜き

取扱説明書をよく読もう！

11-4.その他の事故••••

睡眠薬を飲んだ後に立ち上がり転倒– 飲んだことを忘れている。
電子レンジで温めるタイプの温熱用具での「やけど」
使い捨てカイロ、電気あんか等の暖房用具による「低温やけど」– 年間30-50件発生– 暖房便座も要注意！
１０年以上前の電気器具からの自然発火事故
扇風機、クーラーコンセントからの自然発火

12．電動介護ベッドをもっと有効的に使おう！
医療介護業界は腰痛の発生率が高い。
厚生労働省労働基準局
平成20年2月6日基安労発第0206001号 より

H16年●保健衛生の発症率は1.7倍
その他業種は0.7倍●697件中社会福祉施設は407件で発症率は3.3倍

福祉用具の有効利用で腰痛対策を！

13．参考URLサイト•メーカー（アイウエオ順）
–––
–––

•

シーホネンスベッド
http://www.seahonence.co.jp/
パラマウントベッド
http://www.paramount.co.jp/
フランスベッド
http://www.francebed.co.jp/medical/index.html
プラッツ
http://www.platz-ltd.co.jp/
モルテン
http://www.molten.co.jp/health/product/bed/index.html
ランダルコーポレーション http://www.lundal.info/pro_sys/pro_web/

医療・介護ベッド安全普及協議会–

安全使用マニュアル••

JASPA / 日本福祉用具・生活支援用具協会–

在宅用電動介護用ベッドとJISマークに関するQ&A••

http://www.bed-anzen.org/http://www.jaspa.gr.jp/standard/bed_qa.html

JASPEC / 一般社団法人 日本福祉用具評価センター–

福祉用具の事故情報•–

http://www.jaspec.jp/data/accident.htm

福祉用具のヒヤリハット事例•

http://www.jaspec.jp/data/hh.htm

おわり