受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 1 頁

線量計校正 顧客各位
電位計の電荷単位の校正で受け入れている電位計型式は、表１（2 および 3 頁目）のとおりです。一部の型式は条件付きで受け入れています。詳しくは表１の注記欄をご確認ください。表１には今後も新製品等が追加されます。
型式毎の校正実施条件は、表２（4 頁目以降）をご参照ください。一部の型式において校正実施条件に関する留意点を表２の備考欄に示していますので、ご参考ください。なお工業用途のみを想定して受け入れている型式については最小入力電流、最小校正点、最大校正点は示しません。
電位計の電荷単位の校正における受け入れは、国際規格 IEC 60731:2011、および日本医学物理学会「放射線治療用電位計に用いられる電位計のガイドライン」の第 7.1 項（校正事業者への要求事項）を参考に判断しています。
本受け入れ電位計一覧は、記載されている電位計について特定の規格、仕様または勧告への適合性を示すものではありません。
本校正サービスでは特定の規格、仕様または勧告に関する適合性の表明は行っておりません。

空白

今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 2 頁

表１．受け入れている電位計

製造業者
PTW Freiburg

電位計型式

注記

UNIDOS Tango
UNIDOS Romeo
UNIDOSwebline10021 / 10022 / 10023
UNIDOS E 10008 / 10009 / 10010

Standard Imaging

SUPERMAX
MAX4000
MAX4000 Plus
TomoElectrometerEMF ジャパン

EMF521R2 / RT521R2
EMF520R
EMF521R / RT521R
EMF522R
EMF523R
EMF520
EMF521 / RT521
EMF522
EMF523

東洋メディック

EMF521A

工業用途のみを想定．

EMF521B

工業用途のみを想定．

RAMTEC Pro
RAMTEC Duo / Solo

読み値の極性表示の為，ﾌｧｰﾑｳｪｱが 1.01.00 より前のものはﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟが必要．

RAMTEC Smart

同上の理由の為，ﾌｧｰﾑｳｪｱが 1.30.02 または 1.20.02 より前のものはﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟが必要．

次頁に続く
今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 3 頁

表１．受け入れている電位計（つづき）

製造業者

電位計型式

KEITHLEY

KEITHLEY6517B

FLUKE 等35040

川口電機製作所

sakuraProof RDM1

IBA Dosimetry

DOSE1

応用技研

AE-132a

注記

工業用途のみを想定．
製造番号毎に製造業者による受付適合調査アンケートの回答が必要（初回のみ）．詳細は電位計製造業者までお問い合わせください．

空白今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 4 頁

表２．校正実施条件
申込 1 口に対して校正実施するモード、レンジおよび条件
製造業者

型式
UNIDOS Tango

モード
―

レンジ

最小入力

最小校正点

(測定方式)

電流(最小入力電荷)LOW±30 pA±1 nC±11 nC±200 pA±5 nC±200 nC±30 pA±1 nC±11 nC±200 pA±5 nC±200 nC±30 pA±1 nC±12 nC±200 pA±5 nC±200 nC±100 pA±1 nC±200 nC

最大校正点(電流積算)MEDIUM(電流積算)UNIDOS Romeo―LOW(電流積算)MEDIUM(電流積算)

PTW Freiburg
UNIDOSwebline―

10021 / 10022 / 10023

Low(電流積算)
Medium(電流積算)UNIDOS E
10008 / 10009 / 10010―

Medium(電流積算)

次頁に続く
注記 1：モードまたはレンジが“―”と表記の場合，該当型式が単一モードまたは単一レンジ搭載機であることを示します．
2：最大校正点（200 nC）は，外部放射線治療装置のモニタ線量計の直線性評価での使用を想定して設定しています．

今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

備考受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 5 頁

表２．校正実施条件（つづき）
申込 1 口に対して校正実施するモード、レンジおよび条件
製造業者

型式
SUPERMAX

モード―レンジ

最小入力

最小校正点

(測定方式)

電流(最小入力電荷)

Low±30 pA±1 nC±20 nC(電流積算)
High

備考最大校正点イ) 申込書でチャンネル（1 または 2）の指定が必要．

±0.4 nA±5 nC±200 nC±30 pA±1 nC±25 nC±0.5 nA±10 nC±200 nC±30 pA±1 nC±25 nC±0.5 nA±10 nC±200 nC±30 pA±1 nC±200 nC(電流積算)
MAX4000―

LOW(電流積算)
HIGH

StandardImaging(電流積算)
MAX4000 Plus―

LOW
(電流積算)
HIGH(電流積算)

TomoElectrometer―(チャンネル：1～7)
TomoElectrometer(チャンネル：8)―(電流積算)――イ) 申込書でチャンネル（1～7 のいずれか）の指定が必要．

±0.4 nA(電流積算)±20 nC±200 nCイ) 申込書でチャンネル（8）の指定が必要．
ロ) 本校正での最小入力電荷±20 nC，最小入力電流±0.4 nA．

次頁に続く
注記 1：モードまたはレンジが“―”と表記の場合，該当型式が単一モードまたは単一レンジ搭載機であることを示します．
2：最大校正点（200 nC）は，外部放射線治療装置のモニタ線量計の直線性評価での使用を想定して設定しています．

今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 6 頁

表２．校正実施条件（つづき）
申込 1 口に対して校正実施するモード、レンジおよび条件
製造業者

型式
EMF521R2

モード―/ RT521R2
EMF520R

レンジ

最小入力

最小校正点

(測定方式)

電流(最小入力電荷)―±20 pA±1 nC±200 nC(電流積算)――――イ) 申込書でチャンネル（1 または 2）の指定が必要．

±20 pA±1 nC±100 nCイ) 本校正での最大入力電荷±100 nC，最大入力電流±2 nA．

(電流積算)EMF521R / RT521R

備考

最大校正点

±20 pA±1 nC±200 nC±200 pA±5 nC±200 nC±2 nA±20 nC±200 nC(電流積算)

EMF ジャパン
EMF522R――(電流積算)

EMF523R――(電流積算)イ) 本校正での最小入力電荷±20 nC，最小入力電流±2 nA．

次頁に続く
注記 1：モードまたはレンジが“―”と表記の場合，該当型式が単一モードまたは単一レンジ搭載機であることを示します．
2：最大校正点（200 nC）は，外部放射線治療装置のモニタ線量計の直線性評価での使用を想定して設定しています．

今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 7 頁

表２．校正実施条件（つづき）
申込 1 口に対して校正実施するモード、レンジおよび条件
製造業者

型式
EMF520

モード
―

レンジ

最小入力

最小校正点

(測定方式)

電流(最小入力電荷)―±20 pA±1 nC±100 nC――イ) 本校正での最大入力電荷±100 nC，最大入力電流±2 nA．

(電流積算)EMF521 / RT521

備考

最大校正点

±20pA

±1 nC

±200 nC±200 pA±5 nC±200 nC±2 nA±20 nC±200 nC(電流積算)EMF522――(電流積算)

EMF ジャパン

EMF523――

最小入力電流±2 nA．

(電流積算)EMF521A――イ) 本校正での最小入力電荷±20 nC，―――イ) 校正点は，工業用途を想定して設定．

―――イ) 校正点は，工業用途を想定して設定．

(電流積算)EMF521B――(電流積算)

次頁に続く
注記 1：モードまたはレンジが“―”と表記の場合，該当型式が単一モードまたは単一レンジ搭載機であることを示します．
2：最大校正点（200 nC）は，外部放射線治療装置のモニタ線量計の直線性評価での使用を想定して設定しています．

今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 8 頁

表２．校正実施条件（つづき）
申込 1 口に対して校正実施するモード、レンジおよび条件
製造業者

型式RAMTEC Proモード積算

レンジ

最小入力最小校正点(測定方式)

電流(最小入力電荷)

STD±20 pA±1 nC±200 nC(電流積算)RAMTEC Duo / Solo

積算LM

±30 pA±1 nC±10 nC

積算

L±200 pA

±5 nC

±200 nC±30 pA±1 nC±10 nC(電荷蓄積)
Mイ) 読み値の極性表示の為ﾌｧｰﾑｳｪｱが 1.01.00
より前のものはﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟが必要．

(電荷蓄積)RAMTEC Smartイ) 申込書でチャンネル（1 または 2）の指定が必要．

(電荷蓄積)
東洋メディック

備考

最大校正点ロ) RAMTEC Duo は申込書でチャンネル（1または 2）の指定が必要．
イ) 読み値の極性表示の為ﾌｧｰﾑｳｪｱが 1.30.02
または 1.20.02 より前のものはﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯ±200 pA±5 nC±200 nC±100 pA±1 nC±20 nC±0.5 nA±5 nC±200 nC

ﾌﾟが必要．

(電荷蓄積)
KEITHLEY6517B

―

20 nC
(電荷蓄積)

KEITHLEY

200 nC(電荷蓄積)

次頁に続く
注記 1：モードまたはレンジが“―”と表記の場合，該当型式が単一モードまたは単一レンジ搭載機であることを示します．
2：最大校正点（200 nC）は，外部放射線治療装置のモニタ線量計の直線性評価での使用を想定して設定しています．
3：ファームウェアの更新は，製造業者または販売業者へ依頼してください．
今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。

受け入れ電位計一覧（電位計単体 JCSS 校正）2024 年 7 月 26 日版

公益財団法人医用原子力技術研究振興財団
総数 9 頁のうち 9 頁

表２．校正実施条件（つづき）
申込 1 口に対して校正実施するモード、レンジおよび条件
製造業者

型式35040

モード―

FLUKE 等

レンジ

最小入力

最小校正点

(測定方式)

電流(最小入力電荷)―±100 pA±1 nC±200 nC±30 pA±1 nC±29 nC±0.5 nA±10 nC±200 nC±100 pA±1 nC±200 nC

★

★

★

備考

最大校正点

(自動放電)
sakuraProof RDM1

―

30 nC
(電荷蓄積)

川口電機製作所

300 nC(電荷蓄積)
DOSE1―IBA Dosimetry

0-10 nA(自動放電)

AE-132a

INTEG★

イ) 製造番号毎に製造業者による受付適合調査アンケートの回答が必要（初回の応用技研

み）．
ロ) ★の項目は，受付適合調査アンケートの回答内容に応じて製造番号毎に設定．
ハ) 校正点は，工業用途を想定して設定．

注記 1：モードまたはレンジが“―”と表記の場合，該当型式が単一モードまたは単一レンジ搭載機であることを示します．
2：最大校正点（200 nC）は，外部放射線治療装置のモニタ線量計の直線性評価での使用を想定して設定しています．
以上

今回の変更点：受け入れ電位計（東洋メディック/RAMTEC Pro）を追加いたしました。