● 仕様品

名クーデックエイミー PCA

型式

CAP-100

スマホ時代の周産期麻酔

流量精度±6%（1.0 mL 以上の一定流量における1時間ごとの精度）

流量設定範囲

0.1〜30.0 mL/h（0.1mL/h ステップ）

積算量表示範囲

0.00 〜 9999.99 mL

プライミング流量

約 150 mL/h

予定量設定範囲

0.1 〜 9999.9 mL 又は設定なし

追加投与量（ドーズ）精度±10％

閉塞圧検出精度［L］：40 ±20 kPa

輸液機能投与モード持続投与 / 間欠投与 / プログラム投与

追加投与モード

PCA ボーラス投与 / 単回投与

追加投与量
（ドーズ）

0.1 〜 50.0mL（0.1mL ステップ）［M］：70±25 kPa

無痛分娩に適した設定を、スマホアプリで簡単にコントロール［H］：110±30 kPa

ロックアウトタイム

1分〜24 時間（1〜5 分は1分ステップ、5 分〜 24 時間は5 分ステップ）

最大投与回数

PCA ボーラス投与の回数を、1 時間あたり1〜11回又は無制限（設定なし）に設定可能。

キープベインオープン（KVO）

予定量完了後、輸液ライン内の薬液固着による閉塞防止のため、設定された流量で送液する。

閉塞検出圧切替

閉塞検出の圧力を 3 段階に切り替えできる。

閉塞圧検出レベル自動切替

流量に応じて閉塞圧検出レベルを自動で切り替える。

0.1 〜 10.0 mL/h の範囲内（0.1mL/h ステップ）で設定可能。

気泡検出レベル切替

気泡検出レベルをオフ及び 3 段階に切り替えできる。

積算量クリア

積算量をクリアする。

プリセット

予め登録した流量、予定量、ロックアウトタイム及び PCAボーラス投与量を読み出し、設定する。

薬剤選択
高優先度アラーム

エイミーズ DB マネージャ（専用データベース管理アプリケーション）
で設定した薬剤の選択及び流量範囲を制限する。
閉塞警報 / 気泡警報 / 完了警報 / ポンプ異常警報 / シャットダウン警報

安全機能

低優先度アラーム

ポンプロック検出警報 / 操作忘れ警報 / バッテリ残量警報 / 完了前警報

再警報

警報音消音後、一定時間（10 〜120 秒：１秒ステップ）警報状態が解除されないときに再度警報を発生させる。

輸液完了通知輸液の完了をコントローラに通知で知らせる。

アンチフリーフロー
使用条件

ポンプユニットにアンチフリーフロー機能を有したセーフティバルブを内蔵している。
周囲温度：20 〜 30℃ 相対湿度：20 〜 90％（結露なきこと）

貯蔵、保管条件

周囲温度：‑20 〜 45℃ 相対湿度：10 〜 95％（結露なきこと）

電源

AC アダプタ

定格電圧：100 〜 240V±10％

内蔵バッテリ（Li-ion 電池）

電圧：3.7 V

周波数：50/60 Hz

消費電流：0.25A

容量：約 1850 mAh

バッテリ駆動時間

約 4 日間（新品バッテリで周囲温度 25℃、6 時間以上充電、流量 5.0m L/h の場合）

分類

クラスⅡ機器及び内部電源機器

IP 分類

IPX4：ドライブユニット（バンパー装着時）、PCAスイッチ、コムタッチ（USB コネクタ部除く）

CF 形装着部

IPX2：エイミーズホーム（AC アダプタ除く）
48（幅）×123（高さ）×27（奥行）mm / 約 140g（ドライブユニット）

外形寸法 / 重量
品番CAP-100
CCT-100

品名クーデックエイミーPCA
クーデックコムタッチ

入数

希望小売価格（税別）

セット内容

1

本体（ドライブユニット）/PCAスイッチ/ワイヤレス充電器（エイミーズホーム）

198,000円

1

専用通信モジュール（コムタッチ）/専用アプリケーション（エイミーズウィンドウ）/専用データベース管理アプリケーション（エイミーズDBマネージャ）/ USBケーブル

98,000円

セット内容

希望小売価格（税別）

特定保険医療材料
品名

入数

AMU-050-A

品番

エイミーMPユニット50 mL

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

51,000円

AMU-100-A

エイミーMPユニット100 mL

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

53,000円

AMU-300-A

エイミーMPユニット300 mL

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

54,000円

AMU-SP1-A

エイミーMPユニットスパイク

10MPユニット（びん針タイプ）/記名ラベル/キャリングバッグ

50,000円

AMU-100-AN

エイミーMPユニット100mL（神経麻酔用）

10

MPユニット（神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

54,000円

AMU-300-AN

エイミーMPユニット300mL（神経麻酔用）

10MPユニット（神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

55,000円

AMU-SP1-AN

エイミーMPユニットスパイク（神経麻酔用）

10

MPユニット（びん針タイプ・神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

53,000円®

®

特定保険医療材料

019 携帯型ディスポーザブル
注入ポンプ （4）特殊型

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ 汎用輸液ポンプ 輸液ポンプ用輸液セット
医療機器承認番号：30100BZX00245000

3,240円※PC Aスイッチを組み合わせて使用した場合、精密持続注入加算又は精密持続点滴注射加算は算定できない。

クーデックエイミーPCA
CAP-100

エイミーMPユニット
クーデックコムタッチ
50mL/100mL/300mL/スパイク CCT-100
特定保険医療材料

SH-M15（SHARP）※アプリケーションが付属します。 ※メーカーにより、仕様や型番が予告なく変更されることがあります。

製造販売業者

本社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉

販売名：クーデックエイミーPCA

推奨携帯端末● ご注文はケース単位でお願いします。
● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
● 詳細は添付文書・取扱説明書をご参照ください。禁忌・禁止を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。
● クーデック、COOPDECH、エイミー、Amy、 、 、、は大研医器株式会社の登録商標です。

より詳しい 製 品 情 報 はこちらをご覧ください。
https://www.daiken-iki.co.jp/iryo/yn.html#amy

代理店

TEL 0725-30-3150

TEL 011-708-3060
札 幌 支 店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F
TEL 022-214-4561
仙 台 支 店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K 2小田急ビル6F
さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F
TEL 048-650-9925
東 京 支 店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F
TEL 03-5835-5011
横 浜 支 店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F
TEL 045-872-0700
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F
TEL 052-559-1286
TEL 076-238-9950
金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F
大 阪 支 店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 ODC天満橋ビル7F
TEL 06-6943-1161
広 島 支 店 〒732-0827 広島市南区稲荷町5-18 三共稲荷町ビル2F
TEL 082-568-2377
福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ http://www.daiken-iki.co.jp/

2024.2
この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

®

カタログ記載内容2024年2月現在（2402B）

持続投与+PCA
投与量
時間

間欠投与+PCA

ⓐ

投与量

ⓔ

ⓒ

時間

ⓑ

間欠投与+持続+PCAⓓ

投与量ⓐ スマートフォンアプリケーション（エイミーズウィンドウ）ⓑ 専用通信モジュール（コムタッチ）ⓒ 本体（ドライブユニット）時間ⓓ PCAスイッチⓔ エイミーMPユニット®

特定保険医療材料■ 持続■ 間欠■ PCA

持続投与モード

0.1〜30mL/h の範囲で設定可能（0.1mL/h ステップ）

アプリを使って多彩な投与モードを簡単設定
スマホ時代の快適できめ細やかな無痛分娩
きめ細やかな設定が簡単にできるスマートフォンのアプリケーション（エイミーズウインドウ）と、従来の機械式PCAポンプから大幅に小型・軽量化した本体（ドライブユニット）に加え、PCAスイッチもワイヤレスのため、より快適な無痛分娩が実現できます。また、帝王切開術における術後疼痛管理にもご使用いただけます。

間欠投与モード

0.1〜50mL/回の範囲で設定可能（0.1mLステップ）

間欠投与の間隔は5分~12時間（5 分単位）で設定可能

開始後の初回投与までの時間の設定が可能
持続投与との組み合わせが可能

PCA操作後の間欠投与タイミングの遅延の有無が指定可能

間欠投与後のPCAロックアウトタイムの有効・無効の設定が可能

PCAボーラス投与

0.1〜50mL/ 回、ロックアウトタイムは1 分〜24 時間の範囲で設定可能（1〜5 分は 1分ステップ、5 分〜24 時間は5 分ステップ）