エンジン・モータなどの製品開発や、発電所・工場内に設置されている機器の振動を測定

2チャンネルチャージアンプ

UV-16

6チャンネル構成例(UV-16 3台とバッテリユニットBP-17）

UV-16は、圧電式加速度ピックアップもしくはプリアンプ内蔵型加速度ピックアップの入力に対応した2チャンネルのチャージアンプです。
筐体を連結することにより、最大16台32チャンネルまでの多チャンネルチャージアンプを構成することが可能です。
■ 液晶画面、過負荷表示用LED、操作スイッチ、入出力端子、電源入力端子、連結用コネクタを実装■ チャンネル数が少ない場合でも、JIS標準ラックに取り付け可能（最大12台・24チャンネル）■ 電源は、ＡＣアダプタおよびバッテリユニットBP-17を使用可能

正面

背面

加速度速度変位■仕様

入力チャンネル数
コネクタ
種類
測定モードおよび単位感度設定
設定範囲

UV-16、BP-17の連結方法
2 チャンネルマイクロドットコネクタ
圧電式加速度ピックアップ
プリアンプ内蔵型加速度ピックアップ 24 V 4 mA
ACC（加速度）：m/s2 VEL（速度）：mm/s DISP（変位）：mm0.100 〜 0.999 の 0.001 刻み
1.00 〜 9.99 の 0.01 刻み
10.0 〜 99.9 の 0.1 刻み
単位pC/（m/s2）（圧電式加速度ピックアップの時）
mV/（m/s2）（プリアンプ内蔵型加速度ピックアップの時）
レンジ
7 段階（感度設定により、レンジ値が変更になる）
感度が 0.100 〜 0.999 の場合
ACC（加速度） 10、30、100、300、1 000、3 000、10 000
VEL（速度）10、30、100、300、1 000、3 000、10 000
DISP
（変位）
1、3、10、30、100、300、1 000
感度が 1.00 〜 9.99 の場合
ACC（加速度） 1、3、10、30、100、300、
1 000
VEL
（速度）
1、3、10、30、100、300、
1 000
DISP
（変位）
0.1、0.3、1、3、10、30、100感度が 10.0 〜 99.9 の場合
ACC（加速度） 0.1、0.3、1、3、10、30、100VEL（速度）0.1、0.3、1、3、10、30、100DISP（変位）
0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10
周波数範囲
ACC（加速度）
1 Hz 〜 15 kHz（交流出力の許容差 ±5 ％）0.5 Hz 〜 30 kHz（交流出力の許容差 ±10 ％）VEL（速度）
3 Hz 〜 3 kHz（交流出力の許容差 ±5 ％）
DISP
（変位）
3 Hz 〜 500 Hz（交流出力の許容差 ±10 ％）HPF 10 kHz、LPF 1 kHz は JIS B 0907:1989 周波数応答補正用フィルタに準拠
フィルタ
HPF
OFF、10 Hz、20 Hz、50 Hz
LPF
1 kHz、3 kHz、10 kHz、OFF
表示器
バックライト付きセグメントタイプ液晶
液晶への表示
各種設定、バーグラフ（100 ms 周期）
警告表示
LED 2 個過負荷表示：赤色点灯
校正用出力信号正弦波 80 Hz±5 ％、出力信号 1 V（Peak）±2 ％出力（交流出力）
出力端子
BNC コネクタ 2
出力インピーダンス 50 Ω
（負荷抵抗 10 kΩ以上）
出力電圧精度
80 Hz フルスケール
ACC（加速度） 1 V（Peak）±2 ％VEL（速度）
1V（Peak）±3 ％
DISP
（変位）
1V（Peak）±5 ％
最大出力電圧±10 V（Peak）以上
チャンネル間­80 dB 以下
クロストーク（両チャンネルとも感度 5.00、レンジ 100、加速度、入力信号 10 kHz）
入力容量 1 000 pF、感度 5.00、圧電式加速度ピックアップ、HPF OFF、LPF OFF、最小レンジの時
自己雑音
2ACC（加速度）0.01 m/s（RMS）
以下
VEL
（速度）
0.1 mm/s（RMS）
以下
DISP
（変位）
0.0015 mm（RMS）以下電源
DC9 V 〜 15 V、適合 AC アダプタ NC-97（10 台以下）、NC-99（16 台以下）
バッテリユニット BP-17、シガレットアダプタ CC-82（オプション、16 台以下＊）＊車のバッテリ容量により異なります
レジューム機能
各種設定を記憶し、電源再投入時は、前回電源 OFF 時の設定で起動
使用温湿度範囲­10 ℃ 〜 ＋50 ℃、90 ％RH 以下（結露のないこと）
大きさ・重さ150（Ｈ） 36（Ｗ） 179（Ｄ）mm、約 500 g（突起部を含まず）
付属品
連結板 1価格（税別）
185,000 円■オプション
品名

バッテリユニットACアダプタ
ACアダプタ
加速度ピックアップ
BNC-BNCケーブル
ラック取り付け台
シガレットアダプタ
連結板

AC OU
Tch.A

ch.B

AC OU
Tch.A

RION., LTD.
JAPANNo. 12345678

ch.B

15RION., LTD.
JAPANNo. 12345678

DC IN9-15V+ -15

DC IN
9-15V+ -BP-17

RION., LTD.
JAPANNo. 12345678

15DC IN
9-15V+ -UV-16

UV-16

オプション
バッテリユニット

BP-17

UV-16に連結して使用
乾電池駆動でUV-16を3台まで接続可能〈正面〉 〈背面〉（ACアダプタ駆動であわせて1台〜16台まで接続可能）■ 単2 乾電池：8 個使用■ 連続使用時間：17 時間（アルカリ乾電池）、5 時間（マンガン乾電池）※3 台連結、室温 25 ℃時（CHARGE 設定、通常動作）

8 時間（アルカリ乾電池）、2.5 時間（マンガン乾電池）※3 台連結、室温 25 ℃時 (CCLD 設定、通常動作 )ACアダプタ

NC-97
NC-99

NC-97

NC-99

ユニットをAC電源で駆動する場合に使用
型式

BP-17
NC-97
NC-99
各種
NC-39A
CF-27
CC-82
UV160070■ NC-97：AC100V〜240V、DC12V、3.3A（10 台以下に対応）■ NC-99：AC100V〜240V、DC12V、5 A（16 台以下に対応）

価格（税別）

95,000円
13,000円
17,000円

ラック取り付け台

お問い合わせください

CF-27（JIS標準）3,800円
40,000円
2,000円
2,000円■ サイズ：149（H） 480（W） 320（D）mm＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。
＊本 カ タ ロ グ 掲 載 の 各 製 品 の 表 示 価 格 に は 消 費 税 は 含 ま れ て お り ま せ ん 。

技術相談0120-26-1566

当社の休日および土・日・祝日を除く
9：00〜17：00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887

西日本営業所

FAX.042-359-7458〒530-0047 大阪市北区西天満 6 丁目 8 番 7 号 電子会館ビル
TEL.06-6364-3671
FAX.06-6364-3673

東 海 営 業 所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470

リオン計測器販売（株）

FAX.052-232-0458〒336-0017 さいたま市南区南浦和 2 丁目 40 番 2 号 南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361
FAX.048-813-5364

九州リオン（株） 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5-22 朝日生命福岡第 2 ビル
TEL.092-281-5366

この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキ・再生紙を使用しています。

0705-6 0806.3K.M
0806.P.M
0705-6

FAX.092-291-2847

リオンサービス 〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号
センター（株） TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140