Rとプログラマブル表示器が融合
遠隔計測システム

ModBus

ご好評いただいております 2300 Smart Site のデータを株式会社デジタル社製のプログラマブル表示器 GP シリーズ、及び、グラフィックロジックコントローラ
GLC シリーズで表示できるようになりました。下記紹介機種にてお使いいただ
けます。PC レスの計測システムを構築できる上、2300 Smart Site と各社 PLCを統合したシステムも可能です。
※接続可能な HMI 一覧表

ＧＰシリーズ

ＧＬＣシリーズ

TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
モノクロ LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
TFT カラー LCD
モノクロ LCD

画面転送ケーブル
画面作成ソフトGP2600-TC41-24V
GP2600-TC11
GP2500-TC41-24V
GP2500-TC11
GP2400-TC41-24V
GP2300-TC41-24V
GP2300-LG41-24V
GLC2600-TC41-24V
GLC2600-TC41-200V
GLC2500-TC41-24V
GLC2500-TC41-200V
GLC2400-TC41-24V
GLC2300-TC41-24V
GLC2300-LG41-24V
GPW-CB02
GPW-CB03

12.1 型 256 色表示 800 × 600 ドット DC24V 電源
12.1 型 256 色表示 800 × 600 ドット AC85 〜 265V 電源 ( フリー電源 )10.4 型 256 色表示 640 × 480 ドット DC24V 電源
10.4 型 256 色表示 640 × 480 ドット AC85 〜 265V 電源 ( フリー電源 )7.4 型 256 色表示 640 × 480 ドット DC24V 電源
5.7 型 256 色表示 320 × 240 ドット DC24V 電源
5.7 型 モノクロ表示 320 × 240 ドット DC24V 電源
12.1 型 256 色表示 800 × 600 ドット DC24V 電源
12.1 型 256 色表示 800 × 600 ドット AC85 〜 265V 電源 ( フリー電源 )10.4 型 256 色表示 640 × 480 ドット DC24V 電源
10.4 型 256 色表示 640 × 480 ドット AC85 〜 265V 電源 ( フリー電源 )7.4 型 256 色表示 640 × 480 ドット DC24V 電源
5.7 型 256 色表示 320 × 240 ドット DC24V 電源
5.7 型 モノクロ表示 320 × 240 ドット DC24V 電源
シリアル 9P →丸 8P ケーブル
USB →丸 8P ケーブル

GP-PRO/PB Ⅲ C-Package03

GPPRO-CNT01W-P03※「2300 Smart Site」の設定は Smart Site Utility で行って下さい。
※データの表示には、「2300 Smart Site」に対応した株式会社デジタル社製のソフトウェア「GP-PRO/PB Ⅲ C-Package03 SP2」（2005 年 3 月中旬予定）による画面の作成が必要です。
※「GP-PRO/PB Ⅲ C-Package03 SP2」発売までは、個別のプロトコルを株式会社デジタル社のホームページ（http://www.proface.co.jp/）よりダウンロードして下さい。
※納入済みの「2353 LAN モジュール」では、プロトコルに対応していない物がございます。
本体のバージョンアップが必要ですので、HIOKI の営業員にご相談下さい。
※ PLC を含んだシステム構築には制約があります。

PLC を用いたシステムと比べて、次の特徴を持っています。
・計測に特化した製品により、制御が不要なシステムを安価に構築する事ができます。
・計測部をモジュール化する事により、温度や電力を直接測定できます。
・モジュールやシステムの設定を、専用ソフトにより簡単に行えるので、プログラム開発の工数、費用を削減できます。
・モジュールごとにメモリと内部時計をもつため、万が一通信障害が起こってもデータに欠けが生じません。

システム例

Pro-face

コンピュータ

表示画面例

Smart Site Utility と併用可能です

Smart Site 遠隔計測システム
１台の表示器に最大 16 台までのLAN モジュールのデータを表示できます。

Pro-face
プログラマブル表示器 GP シリーズ
グラフィックコントローラ GLC シリーズ
１台の LAN モジュールのデータを2 台の表示器で表示できます。

GP シリーズ、GLC シリーズのお問い合わせはR〒 559-0031

大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL:(06)6613-1101( 代 ) FAX:(06)6613-5888

Smart Site のお問い合わせは■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

横 浜（ 営 ）TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F

東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26

長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

東 京（ 営 ）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS 認定登録事業者〒 386-1192 長野県上田市小泉 81

TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824※このカタログの記載内容は 2012 年 2 月 23 日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課（TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail : info@hioki.co.jp）までお願いいたします。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業課（TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

i2300digiJ2-22E