二酸化塩素分析装置
液体および気体の成分濃度測定

スクラバー・排ガス処理装置の最適化

製品濃度モニタ

添加量の制御二酸化塩素分析装置2

ClO2検出
Benefits 利点
01 /ガス発生装置とガススクラバーの性能を最適化します。ClO2の生成を最大化し、かつ大気中への排出を最小限に抑えます。

02 /最大20 g/lの濃縮ClO2溶液から最小10 ppb 液体または1ppm(2.3mg Nm-3)ガスまでを測定。

03 /リアルタイム測定によりプロセスを微調整できます。

04 /ドリフトがなく、メンテナンスが少なくて済みます。

05 /耐腐食性材料の接液部を備えた堅牢なUV-LEDプロセス分析装置。
バリデーションアクセサリを使用した簡便なキャリブレーションを提供

3

二酸化塩素分析装置

Kemtrak DCP007プロセスフォトメータは、ClO2生成効率の最適化、ベントガススクラバーの制御の改善、大気排出量の削減、漂白プラントに送られるClO2最終濃度の監視に使用されます。
サファイア窓とダブルO-ringシーリングを備えた堅牢な耐腐食性チタン測定セルにより、メンテナンスフリーの動作が保証されます。

4水ガススクラバー

吸収塔

貯蔵タンク

ClO2発生機

漂白プラントClO₂(二酸化塩素)生成の反応効率を最適化し、ベントガススクラバーの制御を改善して大気排出量を削減し、漂白プラントに送られるClO₂(酸化炭素)の最終濃度を監視します。

二酸化塩素(ClO2)は、主にパルプおよび製紙

従来の白熱灯に比べて大きなメリットがあります。

業界で、塩素フリー(ECF)漂白用の漂白剤とLED光源からの光出力は、長期間の運転においてもして使用されています。

非常に安定しているため、シグナルドリフトがな

その他の用途には、地方自治体の飲料水の塩く、再校正の必要がありません。LED光源はメンテ素処理、石油およびガス用途での水の処理、ナンス不要です。

食品産業での消毒、冷却塔での微生物学的防除、および繊維の漂白が含まれます。

2つの光波長で同時測定を行い、窓の汚れや混入した微粒子/懸濁物質の影響を受けない正確で信頼性の二酸化塩素は紫外線を強く吸収します。その濃度は測光分析装置を使用して、すべての液体および気体で正確かつ連続的に測定できます。

Kemtrakは、液体および気体の二酸化塩素(ClO2)の測定用に設計されたオンライン連続プロセ高い測定を提供します。その結果、消耗品の試薬を必要とせずに連続濃度分析を行うことができます。

初期校正は、理論上の校正係数を使用して工場で行われます。オプションのバリデーションアクセサリ

ス分析装置を製造しています。Kemtrak二酸化を使用すると、プロセスを中断することなくアナラ

塩素分析装置は、高性能で長寿命のLEDライトイザの性能を検証できます。

技術を使用しています。

5二酸化塩素分析装置

アプリケーション

6

01 /パルプ・製紙
二酸化塩素生成後に漂白プラントに送られる二酸化塩素の濃度を監視して、排気スクラバーと吸収塔を最適化します。

02 /環境モニタリング
ベントガススクラバーの制御を改善して、大気中への排出を削減し、製品の損失を防ぎます。

03 /水処理プラント
投与前後に二酸化塩素溶液の強度を測定します。

04 /

消毒管理
二酸化塩素の濃度が、船舶のバラスト水、冷却水、空調システムの効率的な消毒を提供するのに十分であることを確認します。
7

二酸化塩素分析装置

ケムトラックについて
2006年に設立されたKemtrakは、LEDベース世界のどこにいても、Kemtrakには意欲的なの産業用フォトメータの業界リーダーです。低熟練したエンジニアのチームがお手伝いしま

光パワーと長寿命により、リーズナブルな価格す。

で信頼性の高い製品を提供します。
Kemtrak007分析計プラットフォームは、液体および気体の特定の特性をインラインでリアルタイムに正確に測定および報告するように設計された堅牢な産業用分析装置です。吸光度、光散乱、または蛍光のいずれかに基づいて、工業用液体および気体濃度測定•リアルタイム, インライン•

最先端技術による卓越した性能•

低い所有コスト:•

メンテナンス不要/超低メンテナンス

Kemtrak光度計は、色、濃度、濁度、固形分•

長寿命LED光源濃度などのパラメータを測定するために、幅•堅牢性と信頼性

広い産業用途で使用されています。

•アプリケーションの経験とノウハウKemtrakはスウェーデンのストックホルムにあ•グローバルセールス&サポート

ります。Kemtrak 製品は世界中に販売されてい•ISO 9001:2015品質システムます。いいえ8•

Kemtrakでは、持続可能な世界には効率的な私たちの哲学は、人々と地球にとって有益な分製造プロセスが不可欠であると信じていま野に焦点を当てることであり、Kemtrakは私たす。当社の製品は、廃棄物を防止または制限ちがビジネスを行う社会をサポートしていますることで、お客様の利益を増やすことがです。最新かつ最も環境に優しい技術を活用するきます。Kemtrak 分析計は、次の洞察を提供ことで、次世代のためにより持続可能なプロセします

ス産業を創造するために最善を尽くしていま

このプロセスにより、資源の節約、廃棄物の最す。

小化、エネルギーの削減、有害な漏れの検出が可能になります。

Kemtrak テクノロジーは、具体的で測定可能な実質的なメリットをもたらします。私たちは、プロセスの最適化を通じて、お客様がより環境に優しい未来に移行できるよう支援します。

9二酸化塩素分析装置

代表的な用途:

私たちのアプローチ:

一. ガススクラバーの最適化:Kemtrak光度計

環境に優しい製品: Kemtrak 製品は、サービス

は、ClO2やCl2などの排気ガスを継続的とメンテナンスの要件が不要または超低で、企に監視し、環境への有害な排出や製品の業がエコロジカル フットプリントを削減し、損失を制限します。

コストを削減するのに役立ちます。当社の製品
は水銀を含まず、RoHS指令に準拠しており、二. リーク検出: リークの継続的な監視はあらゆるプロセスの重要な部分であり、ステンレス鋼などの耐久性のある素材で作られています。

Kemtrak分析計は超低(ppb)レベルの検出を提供します。

二酸化炭素排出量の最小化: Kemtrak は、環境意識を高め、環境に優しい電力を備えたエネルギー

三. 蒸留の最適化: トレイと留出液の濃度をリア効率の高い施設を持ち、廃棄物をリサイクルし、ルタイムで測定することにより、蒸留プロリモート会議と責任ある旅行を奨励しています。

セスでのエネルギー消費を削減します。
研究開発: Kemtrakは、持続可能な技術と実四. 遠心分離機制御:Kemtrak濁度計は、海洋排気ガ

践に投資し、より持続可能なプロセス産業スを浄化する湿式スクラバーからSO2と微粒子を除去すを創造するために使用される製品を開発しるために使用される分離器を最適化しまています。

す。

五. 界面検出: Kemtrak分析計は、正確な界面制御により、製品の損失、プロセスのダウンタイム、廃棄物を最小限に抑え、あらゆる濃度で一貫した性能を確保します。

10

12

Kemtra AB
Polygonvägen
45 187 66
Täby Sweden
電話: +46 10 511 0700
Eメール: sales@kemtrak.com
ウェブサイト: www.kemtrak.com

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-14-1
TEL. 03-5285-0861 FAX. 03-5285-0860

大阪支店〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-20-12
TEL. 06-6323-7286 FAX. 06-6323-7283

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦3-1-30
TEL. 052-205-9711 FAX. 052-205-9713