● 仕様品

名クーデックエイミー PCA

型式

CAP-100

流量精度±6%（1.0mL 以上の一定流量における1時間ごとの精度）

流量設定範囲

0.1〜30.0 mL/h（0.1mL/h ステップ）

積算量表示範囲

0.00 〜 9999.99mL

プライミング流量

約 150mL/h

予定量設定範囲

0.1 〜 9999.9mL 又は設定なし

追加投与量（ドーズ）精度±10％

閉塞圧検出精度［L］：40±20kPa

輸液機能

投与モード

持続投与 / 間欠投与 / プログラム投与

追加投与モード

PCA ボーラス投与 / 単回投与

追加投与量（ドーズ）

0.1 〜 50.0mL（0.1mL ステップ）［M］：70±25kPa

スマホ時代の疼痛管理［H］：110±30kPa

より安全により快適に、スマホアプリでコントロール

ロックアウトタイム

1分〜24 時間（1〜5 分は1分ステップ、5 分〜 24 時間は5 分ステップ）

最大投与回数

PCA ボーラス投与の回数を、1時間あたり1〜11回又は無制限（設定なし）に設定可能。

キープベインオープン（KVO）

予定量完了後、輸液ライン内の薬液固着による閉塞防止のため、設定された流量で送液する。
0.1 〜 10.0mL/h の範囲内（0.1mL/h ステップ）で設定可能。

閉塞検出圧切替

閉塞検出の圧力を 3 段階に切り替えできる。

閉塞圧検出レベル自動切替

流量に応じて閉塞圧検出レベルを自動で切り替える。

気泡検出レベル切替

気泡検出レベルをオフ及び 3 段階に切り替えできる。

積算量クリア

積算量をクリアする。

プリセット

予め登録した流量、予定量、ロックアウトタイム及び PCAボーラス投与量を読み出し、設定する。

薬剤選択
高優先度アラーム

エイミーズ DB マネージャ（専用データベース管理アプリケーション）
で設定した薬剤の選択及び流量範囲を制限する。
閉塞警報 / 気泡警報 / 完了警報 / ポンプ異常警報 / シャットダウン警報

安全機能

低優先度アラーム

ポンプロック検出警報 / 操作忘れ警報 / バッテリ残量警報 / 完了前警報

再警報

警報音消音後、一定時間（10 〜120 秒：１秒ステップ）
警報状態が解除されないときに再度警報を発生させる。

輸液完了通知輸液の完了をコントローラに通知で知らせる。

アンチフリーフロー
使用条件

ポンプユニットにアンチフリーフロー機能を有したセーフティバルブを内蔵している。
周囲温度：20 〜 30℃ 相対湿度：20 〜 90％（結露なきこと）

貯蔵、保管条件

周囲温度：‑20 〜 45℃ 相対湿度：10 〜 95％（結露なきこと）

電源

AC アダプタ

定格電圧：100 〜 240V±10％

内蔵バッテリ（Li-ion 電池）

電圧：3.7V

周波数：50/60Hz

消費電流：0.25A

容量：約 1850mAh

バッテリ駆動時間

約 4 日間（新品バッテリで周囲温度 25℃、6 時間以上充電、流量 5.0mL/h の場合）

分類

クラスⅡ機器及び内部電源機器

IP 分類

IPX4：ドライブユニット（バンパー装着時）、PCAスイッチ、コムタッチ（USB コネクタ部除く）

CF 形装着部

IPX2：エイミーズホーム（AC アダプタ除く）
外形寸法 / 重量48（幅）×123（高さ）×27（奥行）mm / 約 140g（ドライブユニット）

品番

品名

入数

希望小売価格（税別）

セット内容

CAP-100

クーデックエイミーPCA

1

本体（ドライブユニット）/PCAスイッチ/ワイヤレス充電器（エイミーズホーム）

198,000円

CCT-100

クーデックコムタッチ

1

専用通信モジュール（コムタッチ）/専用アプリケーション（エイミーズウィンドウ）/専用データベース管理アプリケーション（エイミーズDBマネージャ）/ USBケーブル

98,000円

セット内容

希望小売価格（税別）

特定保険医療材料
品名

入数

AMU-050-A

品番

エイミーMPユニット50 mL

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

51,000円

AMU-100-A

エイミーMPユニット100 mL

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

53,000円

AMU-300-A

エイミーMPユニット300 mL

10MPユニット/記名ラベル/キャリングバッグ

54,000円

AMU-SP1-A

エイミーMPユニットスパイク

10MPユニット（びん針タイプ）/記名ラベル/キャリングバッグ

50,000円

AMU-100-AN

エイミーMPユニット100mL（神経麻酔用）

10MPユニット（神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

54,000円

AMU-300-AN

エイミーMPユニット300mL（神経麻酔用）

10MPユニット（神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

55,000円

AMU-SP1-AN

エイミーMPユニットスパイク（神経麻酔用）

10MPユニット（びん針タイプ・神経麻酔用）/記名ラベル/キャリングバッグ

53,000円®

®

● 保険算定医科

在宅L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入（1日につき・麻酔当日を除く） 80点

麻酔

注 精密持続注入加算（10mL/h以下・１日につき）80点

L105 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入（１日につき・チューブ挿入当日を除く） 80点
注 精密持続注入加算（10mL/h以下・１日につき）80点

G004 点滴注射（1日につき）1 6歳未満の乳幼児に対するもの（1日分の注射量が100mL以上の場合）
注射

101点

2 1に掲げる者以外の者に対するもの（1日分の注射量が500mL以上の場合） 99点
3 その他の場合（入院中の患者以外の患者に限る）

50点

Ｇ通則4 精密持続点滴注射加算（30mL/h以下・1日につき）80点

C108 在宅悪性腫瘍等患者指導管理料（1月につき）在宅療養
指導管理料 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算（1月につき）
特定保険
医療材料

社 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2-6-2〈製品に関するお問い合わせは、下記営業窓口にご連絡ください〉

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

2500点
3,240円

008

3,240円

一般的名称：患者管理無痛法用輸液ポンプ 汎用輸液ポンプ 輸液ポンプ用輸液セット
医療機器承認番号：30100BZX00245000
販売名：クーデックエイミーPCA

調剤
特定保険
医療材料

携帯型ディスポーザブル注入ポンプ （4）特殊型● ご注文はケース単位でお願いします。
● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
● 詳細は添付文書・取扱説明書をご参照ください。禁忌・禁止を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。
● クーデック、COOPDECH、エイミー、Amy、 、 、、は大研医器株式会社の登録商標です。
製造販売業者

1500点

007 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ （4）特殊型※1月につき7個目以降は本区分において算定する。

特定保険 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ （4）特殊型
3,240円医療材料 ※PCAスイッチを組み合わせて使用した場合、精密持続注入加算又は精密持続点滴注射加算は算定できない。

本®

令和4年4月1日の診療報酬改定よりより詳し い 製 品 情 報 はこちらをご覧ください。

https://www.daiken-iki.co.jp/iryo/yn.html#amy

代理店

TEL 0725-30-3150

TEL 011-708-3060
札 幌 支 店 〒001-0010 札幌市北区北十条西4-1-19 楠本第10ビル7F
TEL 022-214-4561
仙 台 支 店 〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K 2小田急ビル6F
さいたま支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-1 YK-10ビル7F
TEL 048-650-9925
東 京 支 店 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル7F
TEL 03-5835-5011
横 浜 支 店 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル5F
TEL 045-872-0700
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-19-24 名古屋第一ビル7F
TEL 052-559-1286
TEL 076-238-9950
金沢営業所 〒920-8203 金沢市鞍月5-181 AUBE 4F
大 阪 支 店 〒540-0036 大阪市中央区船越町1-6-6 ODC天満橋ビル7F
TEL 06-6943-1161
広 島 支 店 〒732-0827 広島市南区稲荷町5-18 三共稲荷町ビル2F
TEL 082-568-2377
福 岡 支 店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-10-15 博多駅東アトルビル5F TEL 092-481-1751
COOPDECHの製品情報はホームページでご覧いただけます→ http://www.daiken-iki.co.jp/2024.2
この印刷物は、環境にやさしい「大豆油インキ」を使用しています。

カタログ記載内容2024年2月現在（2402B）

アプリを使って、術後疼痛をコントロールする
スマホ時代のより安全でより快適な輸液システムです。
コントロールや輸液状況の確認はすべてスマートフォンのアプリケーション（エイミーズウィンドウ）により、専用の通信モジュール（コムタッチ）を介して行います。
これにより、本体（ドライブユニット）から表示やスイッチを廃止。従来の機械式PCAポンプから大幅に小型・軽量化しました。
また点滴スタンド不要で、PCAスイッチもワイヤレスなため、患者様の行動を妨げません。

多彩な投与モードを選択可能。
疼痛管理に貢献します。
薬液の投与モードは、持続投与、間欠投与 ※ 、プログラム投与から選択可能です。
各投与モードは、PCAを組み合わせて設定できます。

また、ペインレベルが記録可能であり、痛みの評価に活用できます。
※間欠投与の間隔は、5分~12時間（5分単位）で設定可能です。

ⓐⓔⓒ

持続投与

ⓑⓐ スマートフォンアプリケーション（エイミーズウィンドウ）ⓑ 専用通信モジュール（コムタッチ）ⓒ 本体（ドライブユニット）ⓓ PCAスイッチⓔ エイミーMPユニット 特定保険医療材料ⓓ
ペインレベル登録

間欠投与

プログラム投与使用状況

ディスポーザブルの超小型マイクロポンプが、安全で正確な輸液を行います。
わずか10mm×10mm×2mmの超小型マイクロポンプにより、小型・軽量化を実現しました。

マイクロポンプは本体(ドライブユニット)に装着することで作動します。ディスポーザブルのため、メンテナンスも不要です。

〈マイクロポンプの内部構造〉
膨張時

収縮時

ピエゾ素子

開

薬液吸引

ピエゾ素子
閉

閉

薬液吐出

開

ポンプが膨張すると上流側のインレットバルブが開き、薬液がポンプ内部に吸引されます。ポンプが収縮すると下流側のアウトレットバルブが開き、ポンプ内部の薬液が吐出されます。
これらの動作の繰り返しによって送液します。

〈マイクロポンプとセーフティバルブの内部構造〉
インレットバルブアウトレットバルブ

ピエゾ素子

S2
〈マイクロポンプの流量精度〉
流量：0.5mL/h

流量（mL/h）

1.0P
上流側

0.5

S1
セーフティバルブ

F2F1
下流 側

フリーフローを防止するため、マイクロポンプ内部にセーフティバルブを設置しました。

上記図の面積 (S ₁ ) は面積 (S ₂ ) より大きくなっています。薬液の流路に圧力 (P) が加わったときは、この面積差によってセーフティバルブを閉じる力 (F₁ =S ₁×P) が開ける力 (F₂ =S ₂×P) より常に大きく

00102030時間（h）

40なります。その結果セーフティバルブが閉じられ、薬液の流路が閉塞します。これによりフリーフローが発生しません。

How to Use

Option/Parts

クーデックエイミー PCA
CAP-100❶ バッグに薬液を注入します。

❷ バッグのエアを抜きます。

❸ ポンプユニットをドライブユニットに装着します。

❹ ロックレバーをスライドさせ、ポンプユニットをロックします。

予定量、PCAドーズ及び❺ コントローラに接続した❻ 流量、コムタッチを、ドライブユニットにロックアウトタイムを設定します。

エイミー MP ユニット 特定保険医療材料
50mL/100mL/300mL/スパイク接続します。

クーデックコムタッチ
CCT-100※アプリケーションが付属します。

❼ ドライブユニットに設定を転送します。
推奨携帯端末SH-M15（SHARP）※メーカーにより、仕様や型番が予告なく変更されることがあります。

❽ プライミングを行い❾ ドライブユニット画面で❿ 患者側コネクタを留置カテーテル等に接続し、設定を確認します。
積算量をクリアします。
輸液を開始します。