高精度ガス／蒸気吸着量測定装置

BELSORP MAX X

比表面積：�.��m�/g（N2/Ar）、�.����m�/g（Kr）
細孔分布：直径�.��～���nm
各種ガス／蒸気吸着評価

BELSORP MAX X

2

最小・最軽量・最高性能を実現
BELSORP MAX X
特長

FEATURES

BELSORP MAX X は、MAX シリーズ最新モデルとして小型化、軽量化を実現しました。

極低圧領域から高相対圧、低温から高温まで幅広い範囲で、最大4検体測定が可能な高精度ガス／蒸気吸着量測定装置です。

フルスケール0.0133kPa圧力センサーを搭載し、透過・リーク・放出ガスを最小限に抑えた独自の技術により、極低圧から再現性の高い吸着等温線測定が可能です。

新測定ソフトウェアにより、材料の構造、耐久性把握、測定効率化、測定進捗やメンテナンス時期の把握、測定結果メール送信など、ユーザーの労働生産性を向上させます。

また、解析ソフトウェア（BELMasterTM）により、幅広い材料評価にご使用いただけます。
本製品は、JIS Z8830、Z8831-2, 3、K6217-7 および ISO 9277、15901-2、18852 に準拠しており、様々な吸着質を利用し、各種形状（状態）の比表面積、細孔分布、ガス・蒸気吸着量、化学吸着量などの評価が可能です。

I 最大4 検体同時測定を実現

本装置は独立した4本の測定ポートと、1つの飽和蒸気圧測定専用ポートを備えています。それぞれのポートに専用の圧力センサー（F.S0.0133kPa, 1.33kPa, 133.3kPa）を備えており、完全独立した同時測定が可能です。目的により2つの測定モードが選択できます。
高精度、多検体モード共にP/P0 =10 -8～測定可能です。

高精度モード （P/P� =1� -8‒�.��7）

多検体モード （P/P� =1� -8‒�.��7）

専用ポートで常時飽和蒸気圧を測定します。サンプル部のフリースペース

専用ポートで常時飽和蒸気圧を測定します。サンプル部のフリースペース

最大3検体で吸脱着等温線を測定します。飽和蒸気圧測定のための変化量を１つの測定ポートで実測し、高精度な測定を可能としました（特許AFSM TM ）。材料開発時の低サンプル量での評価など、研究・開発用途等に有効です。

最大4検体で吸脱着等温線を測定します。飽和蒸気圧測定のためのの変化量は、実測による保存ファイルから自動計算されます。品質管理などサンプル数の多いスクリーニング用途等に有効です。

I 世界最高の再現性を実現
フリースペース連続測定方式「AFSMTM（Advanced Free Space Measurement）」
吸脱着等温線測定中にフリースペースを常時測定する画期的な方法です。従来の方法は液体窒素液面制御を行いながら、吸脱着等温線

国内特許番号：特許第37���1�号、US Patent：�.���.�3�

フリースペース連続測定方式（AFSMTM）

測定開始前にフリースペースを測定し、常にそのフリースペースで吸着量AFSMを評価していました。

P0

試料

試料

しかしその方法では測定中の僅かな液体窒素液面の変動や、大気中のO2の溶け込み、室温変化がフリースペースの誤差となり、吸着量の誤差も大きくなっていました。フリースペース連続測定方式は、吸着量測定

点毎にフリースペースを実測するため、冷媒の液面制御が不要となりました。また室温変化によるフリースペースの変化もキャンセルでき、周辺温度の変化
初期
LN2レベル

液体窒素レベルの変化により試料管の周辺温度が変化

測定中
LN2レベルO 2 溶解および大気圧変化による液体窒素温度の変化

周囲の環境変化に影響されず再現性の高い測定を実現しました。液体窒素液面制御を行う複雑な機構がありませんのでハンドリング性も向上し、トラブルのない測定を行うことができます。

試料〈高精度モード〉

I 測定時間の短縮

2つの機能により、測定時間を50～70％（当社比）に軽減することが可能です。

❶ガス導入量最適化機能（Gas Dosing Optimization）を搭載

過去に測定した吸着等温線データを読み込むことでお客様の試料に合った最適な測定条件を自動構築することができます。任意の測定点の追加、削除も簡単に変更いただけます。これにより、これまで面倒であった、ガス導入量の決定を誰でも簡単に行うことが可能となりました。

❶ 過去のデータ読み込み❹ 吸着等温線の線形、対数表示の切り替え可能❸ 測定結果が予測される
吸着等温線表示❷ 追加したい測定レンジの入力

ガス導入量等の条件を自動最適化❷ ガス導入用バルブのフィードバック制御

測定前に設置環境（供給ガス（He・N2など）ボンベの2次圧）に併せたガス導入速度を取得することで、ご使用の装置毎に最適なバルブ制御を行い、測定時間の短縮に成功しました。

I 様々な吸着質・広範囲の測定条件に対応様々なガス、蒸気吸着測定が可能です。各種温度デバイスにより、広範囲で測定することができます。
● N2、Ar の極低圧から高相対圧までの吸着測定による比表面積、細孔分布評価● CO 2吸着測定によるウルトラミクロ孔評価● Kr 吸着測定による低比表面積評価● NH3 、H2、CO 2、O 2、CH 4 、
その他非腐食性ガスの吸着測定● 水蒸気吸着測定による親水性・疎水性評価● アルコールやベンゼン、その他非腐食性蒸気（VOC）の吸着測定● 各種ガス・蒸気吸着速度測定

I ペレットや成型体、基板、飛散しやすい試料、大気に暴露させたくない試料など
様々な材料に応じた測定が可能
接続部は外径φ9mmあるいはφ14mm（オプション）の試料管を取り付けることが可能です。

ペレットや成型体の専用試料管、さらに飛散しやすい試料も専用の試料管を用いて、簡単に測定できます。

BELSORP MAX X

3

BELSORP MAX X

4

ソフトウェアSOFTWARE

ソフトウェアは使いやすさを最優先にするとともに、測定者の方々の労働生産性を向上させる機能を多く搭載いたしました。
測定については、長年培った当社の高度な吸着技術をどなたにでも簡単に再現可能とし、洗練された各種解析理論により、ご満足いただける結果が得られることをお約束します。解析結果は報告書作成のためExcel 形式で簡単に保存できます。

I 測定プログラム● BELSORP シリーズ共通の新測定ソフトBELControl を搭載● 吸着量測定の習熟度に応じて、様々な測定条件設定方法を選択可能➀ 測定対象・解析内容に特化した設定を選択➁ 過去の測定結果により自動で条件作成し（GDO）、測定時間短縮機能の使用➂ すべての条件を自在に設定● 測定パラメータは試料測定中でも変更することが可能● 測定前のリーク状態の把握、測定中の平衡判断、装置の動作状態の把握（温度、圧力トレンド）および、リアルタイムの吸脱着等温線が表示され現状の状況を一目で確認可能。

● 吸脱着等温線は測定中の重ね書きを実現し、ポート間の測定データ比較も測定途中で可能● 各圧力、温度、バルブ操作履歴等が全てトレンドデータに保存され、トラブル時にもすぐに原因の究明が可能● 装置状態の確認および診断のためのシステムチェックプログラムを搭載● e-mail 通知機能により、測定状況、測定結果を自動送信● 日本語もしくは英語対話型プログラムにより、簡単かつ確実な操作が可能● ヘルプ機能もこれまで以上に充実し、カーソルをあわせるだけでガイドを表示

I 解析プログラム（BELMasterTM）● ドラッグ・アンド・ドロップによりデータ解析が可能。グラフの重ね書き、X-Y 軸

スケールおよび単位変換、ポイントマーク、カラーを簡単に変更可能● データ毎にカラーの設定が可能なため、各種解析で同一データの視認性が向上● 解析結果画面を保存可能。PCをシャットダウンしても再起動時に保存状態から再解析可能● 解析結果はドラッグ・アンド・ドロップで簡単にExcel 形式へ変換可能● いつも同じ解析をする際に便利なルーチン解析設定機能を搭載● 細孔分布解析、t-plot およびαs において、基準等温線としてお客様独自のデータを登録可能● 右クリック一つですべての操作内容が表示され、プルダウン方式のように操作に迷う事はありません● シミュレーションによる細孔分布解析ソフトBELSimTM（NLDFT/GCMC）を搭載● ワンクリックで簡単にExcel 変換が可能● 解析プログラム：

吸脱着等温線/PCT 曲線

BET 比表面積及びⅠ型（ISO9277）BET 自動解析
Langmuir 比表面積

BJH、DH、CI、INNES法（メソ孔分布解析）
HK、SF 法、CY法（ミクロ孔分布解析）

t プロット法（ミクロ～メソ・マクロ孔解析）

αs プロット法（ミクロ～メソ・マクロ孔解析）
MP法（ミクロ孔分布）

Dubinin-Astakhov法（ミクロ孔容積）
等量微分吸着熱
差吸着等温線

フラクタル次元モレキュラープローブ法（ウルトラミクロ孔解析）
吸着速度解析NLDFT/GCMC（ミクロ～メソ・マクロ孔分布：BELSimTM）

�

OPTIONSBELSORP MAX X

オプション

I 各種モデル（検体数／測定レンジ）をラインナップ

様々なガス・蒸気吸着測定を可能とした、各種モデルをラインナップしております。
検体数、細孔分布評価レンジに合わせた圧力センサーの組み合わせにより、最適なモデルをご提案いたします。

I 各種吸着質に対応可能なガスセレクタ

各種吸着質に対応するため、ガスセレクタ（セレクトバルブ）により複数のガスを取り付けることが可能です。測定毎に配管の取り外しを行う必要はありません。

▲ガスセレクタI 蒸気吸着オプション

本装置では配管および圧力計等を全て断 熱 材で覆った空気恒温槽（50℃）内に設置しています。さらに、空気恒温槽一 体型の水槽（循環機付き）を用いることで、試料管上部も完全に保温します。これにより室温変化による基準容積部+フリースペースの温度変化を無くし、安定した測定が可能となります。さらに、蒸気の凝縮を防止し、室温付近での有機蒸気を含む各種蒸気吸着測定にも対応しております。親水性・疎水性評価やVOC 吸着能測定などにご利用ください。

I 測定温度制御

広範囲の測定温度を達成するため、デュワー瓶、水槽、ヒーターを準備いたしました。ヒーターは試料の前処理と共に測定にも利用可能です。

液体窒素 液体アルゴン
77 K
87 K

ドライアイス＋アルコール
195 K

デュワー瓶（標準）

アプリケーション

氷水
273 K（0 ℃）

50 ℃

循環水槽（オプション）

550 ℃

ヒーター（オプション）

APPLICATIONBELSORP MAX X は、触媒、電池、全固体電池、繊維、高分子材料、薬品、顔料、化粧品、磁性粉、分離膜、フィルター、トナー、セメント、セラミックス、半導体材料など、さまざまな分野でご使用いただけます。

触媒

電池

カーボン

薬品

化粧品

セメント

トナー

顔料

セラミックス

電子材料

測定例

MEASUREMENT EXAMPLES

I 活性炭-窒素（77.4K）極低相対圧1X10 -8からの吸着等温線

活性炭A（赤）、活性炭B（青）Adsorption / desorption isotherm

900

800
700

600

Va /cm3(STP)g-1

Va /cm3(STP)g-1

700
500
400
300

600
500
4003002002001001000Adsorption / desorption isotherm

900

80001E-09 1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1E+00
p/p 0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1p/p 0

I ゼオライト -N2（77.4K）吸着等温線（線形：上段左・片対数：上段右）BET（ISO 9277 に準拠）
（下段左）、t-プロット（下段中央）、GCMC 細孔径分布（下段右）Adsorption / desorption isotherm

300

200

Va /cm3(STP)g-1

Va /cm3(STP)g-1

250

200
150

150

100

100505001E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04
p/p 01E-03

1E-02

1E-0101E+00

BET-plot

4.5E-03

t-plot0.16

p / Va (p 0 - p)

Va /cm3(STP)g-1

2.5E-032.0E-03
1.5E-03
1.0E-03

0.14

2000.12150

d Va /dda

3.0E-03

10000.05

0.1

0.15

0.2
p/p 00.35

0.300.35

Adsorption / desorption isotherm

Adsorption / desorption isotherm

300
200
100

00E+00

500
400
300
200

4E-01
6E-01
p/p 08E-00

1E+00

I MOFの水蒸気吸着等温線（298K/293K）

フマル酸アルミニウム（緑）、UIO-66（赤）、MIL-160（オレンジ）
Adsorption / desorption isotherm

500
40001E-0910d p / nmPore size distribution Plot

2.521.511E-07

1E-05
p/p 001E-01

1E-03

0.1

1dp /nm

I 活性炭素繊維に対する各種有機蒸気の吸着等温線
Adsorption / desorption isotherm

450

Va /cm3(STP)g-1

200

150

100
00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
p/p 010（20℃）（緑）、四塩化炭素（20℃）（オレンジ）
水蒸気（20℃）（赤）、メタノール（15℃）（青）、ベンゼン

300

300

100

0.5

100

2E-01

13d Vp /ddp /cm3 g-1 nm -1

400

0.1

SBA-16（青）、MS-5A（赤）

600

500

Va /cm3(STP)g-1

Va /cm3(STP)g-100 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2t / nm

700

600

0.060.02

I 極低圧Ar（87.3K）吸着等温線および（左・中央）GCMC による細孔径分布（右）
700

0.1

0.08
0.04

50

5.0E-04

Pore size distribution

0.18

250

3.5E-03600

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

p/p 0300

4.0E-03

0.0E+00

Adsorption / desorption isotherm

300

250

Va /cm3(STP)g-1

BELSORP MAX X

�000.1

0.2

0.3

0.40.5p/p 00.6

0.70.80.91

試料管・消耗品型 式

�1�-2����-�-��1�-2���4-�-�

SAMPLE TUBE/CONSUMABLES

品 名仕 様パイレックス製標準試料管

数 量3本/セット4セット

3本/セット

4セット

5.0 cm3、Max. 500 ℃

パイレックス製大容量試料管3本/セット�1�-21�1�-�-�

ガラス棒（パイレックス製）

標準試料管（010-20000-0-0）用

�1�-22�44-�-�

パイレックス製φ14標準試料管

ペレットの測定が可能、Max. 500 ℃

�1�-22���-�-�

φ14試料管用ガラス棒（パイレックス製）

φ14試料管（010-22044-0-0、010-22045-0-0）用

�1�-21�11-�-��1�-22�4�-�-�

ガラス棒（パイレックス製）

パイレックス製φ14大容量試料管

10 cm 、Max. 500 ℃
SUS製

�1�-22��1-1-�Liq.ボトル

蒸気吸着測定用

3本/セット
1本3本/セット

パイレックス製

1ケ非腐食性ガス及び水蒸気用（バイトン製、2 μm） 6ケ/セット

���-2��18-�-�

クイックシール

バイトン製 2 μm

���-����3-�-�

バイトン製O-ring���-2��14-�-����-����4-�-��1�-22��2-�-��1�-22��3-�-��1�-22��4-�-��1�-22�7�-1-�
���-����4-1-����-����1-1-����-���12-�-�

腐食性ガス及び有機蒸気用（パーフロ製、2 μm） 6ケ/セット

試料飛散防止フィルター

クイックシール

パーフロ製 2 μm

パーフロ製O-ring

Φ9用試料管用断熱スリーブ

Φ14用試料管用断熱スリーブ

飽和蒸気圧管用断熱スリーブ
デュワー瓶蓋

1セット
9ケ

ライトロンボード製

4ケ/セット

2セット

3ケ/セット

1セット

ライトロンボード製

4ケ/セットライトロンボード製
黒鉛化カーボンブラック

高圧ガス吸着量用標準サンプル

活性炭〇〇〇〇

1セット

比表面積標準サンプル

水蒸気吸着用標準サンプル

1本12ケ/セット6ケ/セット〇〇

試料管取付、非腐食性ガス及び水蒸気用

試料管取付、腐食性ガス及び有機蒸気用〇〇

3本/セット

試料飛散防止フィルター���-�����-�-�

���-����1-1-�

オプション

3本/セット3飽和蒸気圧管
ロート

3本/セット

大容量試料管（010-20004-0-0）用

�1�-22���-�-��1�-22���-�-�

標 準

1.8 cm3、Max. 500 ℃

〇
〇

11シリカ

〇

〇
〇

▲標準付属品、オプション品

試料前処理装置
Model

SAMPLE PRETREATMENT DEVICEBELPREP VAC II〇

真空加熱処理流通加熱処理430 °C

最大加熱温度温度制御精度

自動パージ停止機能

排気速度自動切替機能（サンプル飛散防止）
ガス

電源6450 °C±5 ℃〇

プログラム温度制御機能

ユーティリティ△（ オプション）

3

検体数

外形寸法・質量（本体のみ）

BELPREP VAC III―〇〇―

W321 × H158 × D363 mm、15 kg―

W400 × H317 × D383 mm、15 kg

N2 0.1 MPa 1/8 インチ Swagelok継手

単相 AC 100-120 V / 200-240 V、50/60 Hz、1000 W（R.P.含む） 単相 AC 100-120 V / 200-240 V、50 / 60 Hz、1100 W（R.P.含む）

BELSORP MAX X

7

仕様

SPECIFICATIONS

測定原理

吸着質

測定検体数
測定範囲

Model

空気恒温槽
ガスポート
測定温度

真空ポンプ

H2O、MeOH、EtOH、C 6 H 6 、その他非腐食性蒸気

蒸気

最大4検体

0.01 m2/g 以上（N2）、0.0005 m2/g 以上（Kr）

比表面積0.35～500 nm (CO 2 使用時 0.25 nm～)

細孔径分布

蒸気吸着等温線87.3K）

P/P0 =1×10 -8～0.997
P/P0 ～0.9 40 ℃

133kPa6台

13.3Pa

最大3台

1.33kPa

デュワー瓶

水槽

ヒーター

本体寸法（W×H×D）、重量（本体）
ユーティリティ

BELSORP MAX X

N2、Ar、Kr、CO 2、H2、O 2、CH4 、NH3 、その他非腐食性ガス

ガス

ガス吸着等温線（N2 77.4K、Ar
圧力センサー

定容量法＋AFSM

TM

ガス

電源

ソフトウェア動作環境
モニタ必要スペック
CE 認証

最大4台
50 ℃

3 （最大6ポートまで追加可能）

LN2、LAr 温度（LN2 保持時間80時間／2.6 ℓ）-10～70 ℃（恒温循環機）
50～550 ℃

ターボ分子ポンプ ＋ ロータリーポンプ（etc）
W360 × H870 × D590 mm、50 kg

Heガス、吸着ガス：0.1 MPa、1/8 インチ Swagelok継手

バルブ駆動用ガス：0.5～0.6 MPa、1/4 インチ ワンタッチカプラ継手AC 100 ～ 240 V 400 W 以下（R.P.含まず）

OS Windows10 以上、CPU Intel® Core i5 以上、メモリー 2 GB 以上、ハードディスク 5 GB 以上
Full HD モニタ推奨有※カタログ記載の製品（貨物・役務）は、輸出国・用途などによっては「外国為替および外国貿易法（外為法）」による輸出規制品等に該当する場合があります。

マイクロトラック・レッチェ 社
Retsch-Allee 1-5 · 42781 Haan · Germany
Phone +49 2104 2333-300 · info@microtrac.com

マイクロトラック 社
215 Keystone Drive · PA-18936 Montgomeryville · USA
Phone 1-888-643-5880 · marketing@microtrac.com

マイクロトラック・ベル株式会社〒559-0031 大阪市住之江区南港東8-2-52
本社・大阪営業所・大阪アプリケーションラボ・TEL: 06-6655-0362
東京営業所・東京アプリケーションラボ・TEL: 03-6457-6707
名古屋営業所・TEL:052-288-0792

info@microtrac-bel.com · www.microtrac.com

仕様は断りなく変更になることがあります。
Copyright © by Microtrac MRB
Catalog No. 3334R1 2022.07 (R)

規制品に該当する製品（貨物・役務）の輸出に関しては、日本政府の審査を受けて許可・承認等を得る必要があります。