2012年2月23日（木）13:20‐13:40

系外惑星観測に向けた
バイナリ瞳マスクコロナグラフの開発○櫨香奈恵（総研大、ISAS/JAXA）、
塩谷圭吾、小谷隆行、中川貴雄、松原英雄(ISAS/JAXA)、
Abe Lyu(UNSA)、佐藤平道(産総研)、山室智康（オプトクラフト）

ABSTRACT 我々は、惑星系の多様性や形成過程を系統的に理解するために重要な、我々は 惑星系の多様性や形成過程を系統的に理解するために重要な系外惑星の直接観測を⽬指している。
 本研究では、系外惑星を直接観測するための⾼コントラスト撮像装置
本研究では 系外惑星を直接観測するための⾼コントラスト撮像装置（バイナリ瞳マスク・コロナグラフ）の開発をおこなった。
1 このコロナグラフがマルチカラー／ブロードバンド光源においても
1.
広い波⻑域でコントラスト改善を⽣み出すこと、
2. そして、新たに開発した、より実⽤化にふさわしい、⾃⽴型マスクが従来の基板マスクと同等のコントラスト改善性能を発揮したこと、が従来の基板マスクと同等のコントラスト改善性能を発揮したことを実証した。
 本研究は、コロナグラフを実⽤化するために不可⽋な課題であるのみならず、実際のコロナグラフ観測に即した実証であるという点で新しい。

OUTLINE• 本研究の背景– 系外惑星直接検出の重要性と困難さ– バイナリ瞳マスク・コロナグラフで直接観測に挑む
バイナリ瞳 スク
ナグラフ 直接観測に挑む– 本研究の⽬的• 本研究の成果

1. マルチカラ
マルチカラー／ブロードバンド実験／ブロ ドバンド実験
2. ⾃⽴型瞳マスク実験• まとめ

系外惑星直接観測の重要性
系外惑星⾃体の詳細情報（⼤気スペクトルなど）を得ることができる直接観測は、惑星系の多様性や形成過程を系統的に理解するために重要である。

木星型惑星の大気スペクトル（シミュレーション）

Spectrum took by Voyagers
50 25 15 10 8 [μm]5.6Jupiter (Hanel et al. 1979)

550 25 15

10 8 [μm]4.5 [μ[μm]]Saturn (Hanel et al. 1981)Uranus (Hanel et al. 1986)

Neptune (Conrath etal 1989).

系外惑星直接観測の困難さ
Q：しかし直接撮像の例は少ない(Kalas et al. 2008, Marois et al. 2008) 。なぜか？
A：惑星の光に⽐べて主星の光が圧倒的に明るいから＆主星と惑星の離⾓が⼩さいから

例：5pcの距離から⾒た太陽系
太陽-⽊星(5AU) 1”
太 ⼟星
太陽-⼟星(10AU)
2”

通常の望遠鏡では直接観測は困難！
⾼コントラスト観測装置が必要！

コロナグラフによる直接コロナグラフ
による直接観測
観測
コロナグラフ：主星光を選択的に、かつ大幅に低減する高コントラスト撮像装置
コロナグラフなし

主星光のすその（回折光）に埋もれている

Flux
F

コロナグラフあり
コア(Core)Flux
F

ダークリージョン（DR）
中心からの距離

中心からの距離

惑星位置における主星の回折光を選択的に低減することによって、⾼コントラスト観測を実現する！

本研究に用いたコロナグラフの方式
コロナグラフには様々な種類がある（e.g., Guyon et al., ApJ, 167, 2006）。
本研究では、バイナリ瞳マスク方式のコロナグラフを用いた。
瞳（望遠鏡の開口）像（PSF）

バイナリ瞳マスク・コロナグラフとは？
•

瞳⾯（開⼝）における形を変えることによって、Point Spread Function (PSF)を変えるコロナグラフ(Vanderbei et al.
al 2004,
2004 Tanaka et al.
al 2006)

バイナリマスクの原理的な利点

Dark Region（DR）– 波⻑依存性が⼩さい– ポインティング誤差に対して強いCore
マスクのデザインを⼯夫する→ 中⼼星のCoreのすぐそばに回折光を低減した領域(DR)を作り出している

これまで我々のグループでおこなわれた可視光レーザー原理検証実験
可視光レ ザ 原理検証実験
 大気中 ・ 常温 ・ バイナリマスク （設計コントラスト10⁻⁷）

 実験で得られたPSF（左：Core,右：DR）（ガラス基板上にアルミ蒸着したもの）（ガ基板上蒸着 たも ）→ コントラスト* 1.1×10-7（設計限界）を達成！
設計限界の残存パターンを確認(Enya et al. 2007)* Coreのピーク値に対するDRの領域平均の比 真空中・温度コントロール・バイナリマスク・星像差分法→ 温度安定性を高め、差分法を用いた結果、差分前のコントラストより2ケタ改善し、差分後のコントラスト** 1.3×10
差分後のコントラスト
1 3×10-9 を達成！ (Haze et al.
al 2011)** Coreのピーク値に対するDRの分散(σsignal)の比 実験で得られたPSF（左：Core, 真ん中：DR, 右：差分後のDR）

スペースコロナグラフで直接観測に挑む
 スペースに⾏くと、コロナグラフに⾮常に⼤きな利点がある！
 宇宙ではコロナグラフの⼤敵である
⼤気擾乱の影響を受けずに観測ができる
 中間⾚外線波⻑をターゲットにすることができる- 地上では⼤気吸収されている- 可視域に⽐べコントラストにおいて直接検出に⼤変有利
次世代⾚外線宇宙望遠鏡SPICA(Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics)にコロナグラフを搭載する計画がある。
 SPICAは系外惑星の⾼コントラスト観測にとって、絶好のプラットフォームになる（2020年代初頭打ち上げ予定） しかし、コロナグラフ実現には望遠鏡特有の⼤きなハードルもある（振動擾乱⼤きなハドルもある（振動擾乱、広帯域の広帯域の分光観測を可能にする要請など）

コロナグラフ実用化の課題– これまでの実験結果から、⾼コントラストを発揮することは確かめられたれた。
– しかし、系外惑星の直接観測に向けてバイナリ瞳マスク・コロナグラ
フを実際の望遠鏡に搭載するためには、以下が現実的には問題点になる可能性がある。
る可能性がある

1. 実際の観測では、単⾊光ではなく、マルチカラー／ブロードバンドである。
2. これまで⽤いてきたガラス基板マスクは、基板透過率による光のロスがある、基板反射によるゴーストがある、さらに基板屈折率の波⻑依存性の影響を受ける。
性本研究の目的
本研究の⽬的は、実⽤化に向けたコロナグラフの開発実証である。
本研究の⽬的は 実⽤化に向けたコロナグラフの開発実証である
そのために、本研究で⾏なった可視光実証実験は⼤きくわけて2つである。
1. （マルチカラー／ブロードバンド実験）
バイナリ瞳マスク・コロナグラフが広い波⻑域でコントラストを改善することを マルチカラー／ブロードバンド光源を⽤いて実改善することを、マルチカラー／ブロードバンド光源を⽤いて実証する
2 （⾃⽴型瞳マスク実験）
2.
新たに開発した、より実⽤化にふさわしい、⾃⽴型マスクが優位なコントラスト改善性能を発揮することを実証する

1. マルチカラ
マルチカラー／ブロードバンド実験／ブロ ドバンド実験
⽬的：バイナリ瞳マスク・コロナグラフが広い波⻑域でコントラストを改善することを マルチカラ ／ブントラストを改善することを、マルチカラー／ブロードバドバンド光源を⽤いて実証する

マルチカラー化・ブロードバンド化
従来：単⾊レーザー光源⇒（He-Neレーザー632.8nm）

今回：マルチカラー化・ブロードバンド化（SLED： Super luminescent Light Emitting Diode ）①

HOCTで使用しているCCDカメラ（BITRAN BJ-42L）
CCDカメラ（BITRAN,の感度曲線② ③ ④λ① 650nm② 750nm③ 800nm④ 850nmΔλpower
8nm
1mW
21nm 3mW
25nm 5mW
55nm 5mW

コロナグラフ光学系• SLEDを光源として使用• 光学系は光学ベンチ上に設置
光学系は光学 ンチ上に設置• マスクはガラス基板上に微細パターンをアルミ蒸着したもの（大きさ：2mm, 設計コントラスト：10−７, 製作：産業技術総合研究所）

瞳面

光源の波長を変えても、光学系のセッティングは変えない。

像面

マルチカラー・ブロードバンド光源の実験結果実験から得られたPSF

Contrast(650nm)
3.1×10⁻⁷

Contrast(750nm)1 1×10⁻⁶⁶
1.1×10Contrast(800nm)
1.6×10⁻⁶
Contrast(850nm)
2.5×10⁻⁶

コロナグラフ無しの場合に⽐べて、どの波⻑においてもコントラスト改善効果があった。
⻑波⻑になるにつれて コントラストが悪て、コントラストが悪くなった。
⻑波⻑では設計上期設期待される回折パターン以外の構造が⾒えた。

マルチカラー・ブロードバンド光源の実験考察
⻑波⻑になるにつれて、コントラストが低下した！
本実験に⽤いたレンズ：シグマ光機の可視域⽤多層反射防⽌膜コート品
750nm, 800nm, 850nmと波⻑が⻑くなると、反射率が上がる。
青：実測値 赤：理論値

⻑波⻑でコントラストが低下することと consistent である。
考えられる対策：反射防⽌コートを⻑波⻑側に最適化されたものに変える。
またはレンズ光学系を鏡に置き換える。

マルチカラマルチカラー／ブロードバンド実験
マルチカラー／ブロードバンド実験のまとめ／ブロ ドバンド実験のまとめ
ドバンド実験
– 今回初めて光源をマルチカラー化・ブロードバンド化した
結果、すべての帯域でバイナリ瞳マスク コロナグラフに結果、すべての帯域でバイナリ瞳マスク・コロナグラフによるコントラスト改善が確認された。
– 瞳マスク⽅式は広い波⻑域で効くことを実証し、実際の望遠鏡に搭載する際の有効性（広帯域の分光機能など）を劇的に向上させた。

2. 自立型瞳マスク実験
⽬的：新たに開発した、より実⽤化にふさわしい、⾃⽴型マスクがコントラスト改善性能を発揮することを実証する

自立型バイナリ瞳マスク• Maskの設計コントラスト：10⁻¹⁰課題）これまで⽤いてきたガラス基板マスクは、 • Maskの大きさ：10mm• 基板透過率による光のロスがある、• Maskの厚さ：2μm• 基板反射によるゴーストがある、• 基板屈折率の波⻑依存性の影響を受ける、とという問題点がある。
問題点があ→Cuの⾦属薄板による、基板を⽤いない⾃⽴型瞳マスク開発した（豊和産業株式会社にて製作 ）開口像面

自立型マスクの実験結果実験から得られたPSF

((a))

•DR2

DR1DR3DR4変更点• 基板マスク→⾃⽴型マスクに変わった• マスクサイズが2mm→10mmに変わった
マスクサイズが2mm→10mmに変わ た• 設計コントラストが10-7→10-10に変わった((b)) DR1((c)) DR2((d)) DR3Contrast : 9.6x10‐8

Contrast : 9.6x10‐8 Contrast : 9.5x10‐8((e)) DR4

Contrast : 1.2x10‐7

基板を⽤いない新しい⾃⽴型マスクによって、（平均）基板を新⾃⽴型
ク よ（ 均）
1.0×10⁻7の⾼コントラスト観測に成功した。

• Speckleが主なlimiting factor である（設計コントラストは10-10）。
• S
Speckleの主要因としては、瞳マスク形状誤差と、マスク以外の光学系の誤差、kl
主要因とし は 瞳 スク形状誤差とスク以外 光学系 誤差を考える。

回転差分法
誤差要因を切り分ける為に回転差分法を導⼊した。
回転差分法：瞳マスクのみを光軸に対し90°回転し、回転前のPSFから差し引きする⽅法→マスク形状誤差由来のSpeckleは、マスクと⼀緒に（付随して）回るハズ！
回転差分法には２種類ある。

回転差分法１：マスクの向きが共通となるように差し引きする→マスク形状誤差由来のspeckleがキャンセルするがキする

マスク回転前(a)マスク回転後(a’)

Speckleがマスク形状誤差のみの場
合 コントラストが合、コントラストが改善する。

画像を回転する
回転差分法２：光路が共通となるように差し引きする→マスク以外の誤差由来の (a)speckleがキャンセルする(a’))(a画像回転しないマスクの形状が完璧で、マスクの位置再現性が完璧な場合、コントラストが改善する。

回転差分法の結果
回転差分法
結果
回転差分法１の結果 ：コントラスト改善しなかった(a)(b) DR1
DR1‐DR1’
DR1’
Contrast
1.3x10‐7(c)DR2 DR2’(c)DR2‐DR2’実験から得られたPSF(e) DR4‐DR4’
DR4 DR4’(d) DR3
DR3‐DR3’
DR3’
Contrast Contrast
1.3x10‐7 1.5x10‐7Contrast
1.4x10‐7→ マスク形状誤差のみがspeckleの要因ではなかった！
p（マスク以外の光学系の誤差要因（波面誤差、強度ムラ、迷光など）が存在する）
回転差分法２の結果 ：コントラスト改善しなかった(b) DR1‐DR2’(c) DR2‐DR3’(d) DR3‐DR4’(a)Contrast
1.2x10‐7

Contrast
1.7x10‐7実験から得られたPSF(e) DR4‐DR1’
Contrast Contrast
1.7x10‐7 1.4x10‐7→ マスク以外の誤差(波面誤差やマスクの位置再現性)、あるいはこれらとマスクの形状誤差の相乗効果が、speckleの要因

自立型瞳マスク実験
自立型瞳マスク
実験のまとめ- 基板を⽤いない新しい⾃⽴型マスクによって、1 0×10⁻7の⾼コントラスト観測に成功した。
1.0×10⁻の⾼コントラスト観測に成功した- 回転差分法によって誤差要因に制約をつけた。
- ⾃⽴型マスクは基板マスクのような波⻑依存性が無いので、⾚外線波⻑でも使⽤できる（例えばSPICAコロナグラフに適⽤できる）。

まとめ
太陽系以外の惑星を直接観測するための⾼コントラスト撮像装置（バイナリ瞳マスク コロナグラフ）の開発をおこな た
ナリ瞳マスク・コロナグラフ）の開発をおこなった。
1. （マルチカラー／ブロードバンド実験）
このコロナグラフがマルチカラ ／ブロ ドバンド光源650
このコロナグラフがマルチカラー／ブロードバンド光源650,750, 800, 850nm それぞれで、3.1×10-7, 1.1×10-6, 1.6×106, 2.5×10-6という通常の望遠鏡に⽐べて優位なコントラスト改善を⽣み出すことを実証した。
善を⽣み出すことを実証した
2. （⾃⽴型瞳マスク実験）
新たに開発した、より実⽤化にふさわしい、「⾃⽴型マスク」がコントラスト改善性能（1 0×10-7）を発揮することを実証した。
コントラスト改善性能（1.0×10
本研究は、コロナグラフを実⽤化するために不可⽋な課題であるのみならず、実際のコロナグラフ観測に即した実証であるという点で新しい。