音響光学製品

ショートフォーム・カタログ• 振幅変調器• ビームディフレクタ
• 周波数シフタ• チューナブルフィルタ• Qスイッチ• ファイバ結合デバイス• RFエレクトロニクス

全ラインナップ詳細は www.japanlaser.co.jp/ または www.isomet.com をご参照ください。

ISOMET では主に、音響光学装置、RFエレクトロニクス、光学サブシステムの設計・開発・製造を行っています。

ISOMETは1956年の設立以来、新しい特殊な結晶素材の 結晶成長と加工を行っています。ISOMETはレーザー市場へ市販のAO変調器を導入した最初のメーカーの一つです。
大量生産対応の生産設備は、高品質で費用対効果の高い製品の一貫した供給を続けており、基礎研究機関からOEMシステムメーカーまで様々なお客様から高い評価をいただいています。

多くの優れた世界的に著名なエンドユーザーに、ISOMETの製品をご利用いただいています。守秘義務のため OEMパートナーを具体的にご紹介することはできませんが、サイエンス分野では、2001年ノーベル賞受賞者の Wolfgang Ketterie
博士をはじめ、多彩な専門分野で ISOMET 製品が用いられています。

基本概念

音響光学またはブラッグセルは、透過したレーザービー
ム (0次光) を高いパーセンテージで隣り合う1次の位置へ回折します。出力された1次光の角度と強度は、印加されたRF駆動シグナルの周波数と振幅に直接関係します。
これら特性により、ほとんどのレーザー光を高速で固体制御をすることができます。

特殊デバイスISOMET のエンジニアは、音響光学、電子、光学機械設計、応用レーザー技術における幅広い基礎的経験を有しています。ISOMET は数々の新しい AOデバイスを発売
音響光学分野で複数の革新的な特許を取得しています。
し、現時点では以下のようなデザインがございます:• 2ビーム変調器, +1 / -1 出力ビーム間を高速切換え可能 :DBM1172 and DBM1186• AO周波数シフタ, 出力の上下シフトが同時に可能 :OAM1059-V31• AO変調器とRFドライバをコンパクトに一体化 :IMAD-P80• 高分解能チップディフレクタ: LS110• バンド幅可変チューナブルフィルタ : AOTF1110-VB• マルチ出力 高速マイクロコントロール周波数シンセサ
イザ: iHHS-4

応用例

ISOMET の AOデバイスは、波長は UV近傍から遠赤外領域まで、光学パワー 数μW から数 kW (ピーク) までのシステム組込みに対応できます。
アプリケーション

波長代表的な推奨モデル

プレート及びローラー彫版

10.6 μm, 1μm

AOM640, AOM740, M1135

ウエハ検査

NIR

1250C-BS-943

ビアホール・ドリル
高速穿孔

計量・計測

レーザーマーキング / トリミング
ステレオリソグラフィ
パルス圧縮
分光

高速シャッター

9.4μm
9.4μm

VIS, NIR
1μm

355nm
Mid-IR

VIS, NIR
VIS

AOM650, DBM1186
LS600

1205-1118, FCM1550
Q1062, Q1133
M1134

LS600-1109

AOTF1331, AOTF1110
IMAD-P80

本カタログは ISOMET社 音響光学関連製品の全範囲から、人気製品をピックアップしたものです。
より詳細な情報やご要求に適した製品については、お問合せまたは www.japanlaser.co.jp / www.
isomet.com をご参照ください。

仕様はいずれも予告なく変更される場合がございます。

全ラインナップ詳細は www.japanlaser.co.jp/ または www.isomet.com をご参照ください。

t r = 0.65 x dv

変調器

音響光学変調器 (AOM) は、回折ビームの強度をデジタル (オン/オフ)またはアナログ (連続可変) で制御できます。ドライバ周波数は固定で、RF振幅を変調させます。光学的な立上り時間 (tr) は、ビーム径 (d) と結晶音響速度 (v) で決まります。従って高い変調速度を得るにはビームを AOM に集光させる必要があります。
以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。

結晶材料

波長 (代表値)

音響速度 (m/s)

偏光

光パワーレート

Fused Silica
Fused Silica (S)QuartzGermanium, GEGlass
TeO2
TeO2 (S)PbMoO4200nm-NIR
NIR
200nm-NIR
2 -12μm
400nm-NIR
360nm-NIR
360nm-NIR
440nm-NIR

5960
3760
5700
5500
3400-3700
4200
617 +3630

LinearAnyLinearLinearAny, Linear
Any, Linear
Linear, Circ
Any

高高高高
やや高
中
中
やや低モデル

使用波長範囲結晶素材

有効開口径 (mm)

立上り時間,
代表値 (ns)

中心周波数 (MHz)M1134-FS80L
1211-5-UV
M1088-FS110L
1212-2-949
1212
M1115-FS80L-3
M1133-aQ80L
1211-3-985

UV
UV
UV
UV
UV
VIS
VIS
VIS

Fused Silica
Quartz
Fused Silica
QuartzQuartz
Fused Silica
QuartzQuartz3532131.5 / 22.755
113
5525
10170
114
5780
110
110
150
175
80
80
110

OAM1060
1205C series
1206C series
1206C-833
1250C series
1250C-848
1250C-829A
1260-1044

VIS
VIS, NIR
VIS, NIRNUV, VIS
VIS, NIR
VIS
NUV, VIS
VIS

TeO2 (S)PbMoO4
PbMoO4TeO2
PbMoO4
TeO2
TeO2
TeO2

2
1/2/3
1
10.75
0.5
0.45
0.2

1000
251515
10
7
9680
80
110
110
200
200
260
350

1201E series
1202-4
M1137-SF40L
M1142-SF80L
M1080-T80L
M1135-T80L
1210
1208-6-4 (M)1209 series
AOM740 series
DBM1186 series
M1192-G series
M1199-G series

VIS, NIR
1μm
NIR
NIR
1μm
1μm
2 ‒ 5μm
2 ‒ 5μm
9 ‒ 11μm
9 ‒ 11μm
9 ‒ 11μm
9 ‒ 11μm
9 ‒ 11μm

Glass
Glass
Glass
Glass
TeO2
TeO2GeGe
Ge
Ge
Ge
Ge
Ge

1.7
4
1.5
0.5
1.5
3
4
6
7
7, 8, 9910, 127, 8, 9

46350
191
4077
245
500
500
830
1060
830
1200
1060

40
40
40
80
80
80
80 / 10550
4040+/- 51 (dual beam)
40 / 50
40 / 50

全ラインナップ詳細は www.japanlaser.co.jp/ または www.isomet.com をご参照ください。

θs = λ.δFv

ディフレクタ

音響光学ディフレクタ (AOD) は、高速リニアスキャンと出力ビームの完全にランダムな位置制御ができます。スキャン角度 (θs) はレーザー波長 (λ) 及び RF周波数掃引 (δF) と相関しています。2個のディフレクタを直交させると、高分解能な2軸制御が可能になります。ISOMET の多彩なディフレクタの多くに、入力ブラッグエラーを抑えスキャン均一性を高める位相アレイトランスデューサを搭載しています。
以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。

モデル

1205C-x-804B

1211-5BS-1045
1206C-1002

D1135-T110L
1250-BS-926

1250C-BS-960A
OPP834

OAD1550 *使用波長素材

分解能

時間開口 (µs)

掃引バンド幅(MHz)中心波長 (MHz)NIR

PbMoO466

1.64080

NUV, VIS

TeO2350.750

110UVNIR
NIR
VIS
VIS

1550nm

LS110A-NIR *NIR

LS55 series

VIS, NIR

D1155-T75S
OAD1121 *LS110A-VIS *OAD948405nm
810nm
VIS488nm

QuartzTeO235350.87

400.7

11050

110

PbMoO470

1.070

145

PbMoO4520

5.2100200

PbMoO4192

1.6120190

TeO2 (S)200

10.02040

TeO2 (S)TeO2 (S)

550

22.7

2550

TeO2 (S)

140
450

14.5

1075

500

13.04080

TeO2 (S)TeO2 (S)TeO2 (S)

11.3

4080

1100

22.7

50100

600

12.350100

OAD1020532nm

TeO2 (S)600

12.350100

1209-7BS-986

IRGe502.52040LS600-1011 *IR

Ge40010.04070

AOM650 series

IRGe1005.52050* XY構成可能。ただし分解能は低下します。

ファイバ光学デバイス

ISOMET では、システム組込みを簡便化する種々のアライメント済みファイバアセンブリ及び、and変調と周波数シフトの両アプリケーションに対応した一体型ファイバ結合デバイスを提供しています。
FOAシリーズは、フル調整可能なオープンタイプのファイバ 結合製品で、ISOMET の可視から近赤外までの幅広いデバイスに適しています。
FCMシリーズは、完全一体型の溶着タイプ・ファイバ結合製品です。消光比が高く、結合損失の低い FC/PC端子付きシングルモードファイバカップリングです。
モデル

アプリケーション

波長推奨 AOM

結合損失, 代表値

高速変調

NIR

1206C ‒ 0.5< 5dB

1550nmIntegrated< 3dB

FOA1065

周波数シフト / 変調

FCM1550-P50L

周波数シフト / 変調

FOA1084

FCM1550-P80L

Extinction = 10.Log (Ion / Ioff)

周波数シフト / 変調

Visible and NIR
1550nm

1205C / 1206C / 1250C

Integrated

< 5dB

< 3dB

全ラインナップ詳細は www.japanlaser.co.jp/ または www.isomet.com をご参照ください。

周波数シフタfλo = fλ i ± FRF

AO製品は全て、回折出力ビームの周波数シフトに適用できます。音響光学
周波数シフタ (AOFS) はこのアプリケーションに特化したコンパクトなデバイスです。
選択したブラッグ角に応じて、印加するRFシグナルの周波数によりレーザー光をアップシフトまたはダウンシフトします。複数のデバイスをカスケード接続して、差周波・和周波を生成することもできます。音響反射を最小化するため、使用素材には吸収角があります。
以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。

モデル

使用波長

素材

有効開口 (mm)中心周波数 (MHz)

周波数範囲 (MHz)OAM1059-V31633nm

TeO2 (S)1.510+/- 0.5OAM1141-T40-2

633nm

TeO2 (S)240+/- 1.0

OAM1059A

OAM1141-T80-2
FS1300-T series

633nm
633nm
VIS, NIR

TeO2 (S)1.5

TeO2 (S)21580+/- 1.0+/- 1.0

TeO

1/2/4

25 ‒ 40+/- 0.5

1205-1054

VIS

PbMo04180+/- 5.0

M1141-P80-1

VIS

PbMo04180+/- 5.0

1205C-1-869
1205-1118
1205-1069

1207B-3-80

VIS, NIR
VIS
VIS
IR

PbMo04

1/2

PbMo04

2

PbMo04

1Ge3

音響光学チューナブル・フィルタ

音響光学チューナブルフィルタ (AOTF) は低速せん断 TeO2 結晶の複屈折特性を応用しています。素早いチューニング、高速アクセス、狭スペクトルバンド幅といった特長を有しています。AOTFを精密な RF周波数で駆動することにより、波長選択ができます。複数の駆動周波数を同期的に印加することにより、波長ミキシングも可能です。
なお出力の回折角は偏光に依存します。

8080160
80+/- 20+/- 5.0+/- 5.0+/- 2.5λO ≈ ∆n.vF

以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。
モデル

スペクトル範囲 (µm)

有効開口(sq., mm)

AOTF614-08

VIS, NIR

5x5

AOLF-615

AOTF614-16
AOTF614-24
AOTF920-14

VIS

VIS, NIR
VIS, NIR

受容角 (°)

光バンド幅(nm)

駆動周波数 (MHz)1.0 ‒ 22.0

140 ‒ 35

2.5 x 2.5

3.5 ‒ 4.5

1.0 ‒ 6.0

5x52.5 ‒ 4.20.6 ‒ 11.0

5x5

3.5 ‒ 6.0
3.5 ‒ 6.00.4 ‒ 7.0

109 ‒ 65140 ‒ 35140 ‒ 35NIR

5x53.4 ‒ 6.1

2.0 ‒ 27.0

95 ‒ 26

AOTF920-20

NIR

5x5

2.6 ‒ 4.9

1.5 ‒ 18.595 ‒ 26

AOTF1331

mid-IR

7x7

5.0

30.0 ‒ 50.0

24 ‒ 391550nm3x3‒

2.081 ‒ 84

VIS, NIR

10 x 105.7 (nominal)

Variable80 ‒ 50

AOTF920-24
AOTF1550

AOTF1110-VB

NIR

5x5

2.8 ‒ 5.0

1.0 ‒ 15.595 ‒ 26

全ラインナップ詳細は www.japanlaser.co.jp/ または www.isomet.com をご参照ください。

Qスイッチ

Loss eff’y = sin2 ∏.√ (P/Psat)
2

音響光学 Qスイッチ (AOQ) は、低い挿入損失と高いダメージ閾値を特長とする内部共振器デバイスです。RFパワー (P) を印加すると、回折が共振器のゲインを低下させ、レーザー放射を妨げます。RFパワーを即時にオフにすると、共振器のロスが急落し、高いピークパワーをもつレーザーパルスが放射されます。AOQ は最高 100 kHz の繰返し周波数を生成できます。
以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。

モデル

冷却

中心周波数 (MHz)素材

有効開口 (mm)最大 RF
パワー (W)

ダメージ閾値(MW/cm2)

4> 100Q1025-TxxL-H
Q1080C-TxxL-H
Q1025-SFxxL-H
Q1137-SFxxL-H
Q1162-SFxxL-H

Conduction

27 / 80

TeO21.03Conduction

41 / 80

SF101.0341 / 80

SF10Q1119-aQxxL-H
Q1119-FSxxL-H
Q1133-aQxxL-H
Q1133-FSxxL-H

Conduction

41 / 80

Conduction

41 / 68 / 80

Q1062-FSxxL-H
Q1062-FSxxS-H
Q1083-FSxxL-H
Q1083-FSxxS-H

Water

24 / 27

Fused Silica

1.5 ‒ 6.060

> 500

Water

24 / 27 / 41

Fused Silica

1.5 ‒ 6.060> 500

Conduction
Conduction
Conduction
Conduction
Conduction
Water
Water

41 / 68 / 80

TeO2

41 / 80SF57

41 / 80

> 300
> 300

Quartz1.0 / 1.5

10> 500

Quartz1.0 ‒ 2.010> 500

Fused Silica (S)24 / 27 / 4166

Fused Silica

24 / 271.0 / 1.5> 100

1.0

Fused Silica

41 / 68 / 80

1.5

Fused Silica (S)1.0 / 1.5

1.0 / 1.5

1.5 ‒ 5.5
1.5 ‒ 5.5

シグナル・プロセッサ・セル

10106060> 300> 500> 500> 500> 500

F = v. θsλISOMETの製造する大開口の AOブラッグデバイスは、高品質結晶から表面平坦性 λ/10 で研磨して、波長歪みを最小化しています。アポダイズ電極を用いて、音響領域を直線化し、ウォークオフを最小化しています。
これらデバイスは主に 、RFスペクトル分析、パルス圧縮、スコフォニー変調システムで用いられています。
以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。

モデル

使用波長素材

分解能

時間開口 (µs)

バンド幅 (MHz)中心周波数(MHz)OPP-1VIS

PbMoO41000

5200300

OPT-1-100VISTeO2 (S)

5000

1005075

OPT-1

SLM16-835

LS600-1109

VISNIRIR

TeO2 (S)TeO2Ge1500300

500

504.4103070504512575

全ラインナップ詳細は www.japanlaser.co.jp/ または www.isomet.com をご参照ください。

Power = 10 (dB/10) x Vpp2 /400

RFドライバ＆エレクトロニクス

ISOMET では多様な周波数源、RFドライバ、パワーアンプ、コントロール・エレクトロニクスを製造しています。ラインナップは、シンプルな固定周
波数 AOMドライバから複雑なマイクロコントローラベースの高速デジタルシンセサイザまで及びます。
カスタム設計も得意としております。
以下の表ではごく一部の人気モデルをご紹介しています。

周波数シンセサイザ
シリーズ

iDDS-2iDDS-2F
iSFS-4

iHHS-4オシレータ

周波数範囲DDS

Programmable, 100 ‒ 240 MHz

DDS

Programmable, 10 ‒ 200 MHz

DDS

Programmable, 20 ‒ 120 MHz

RF出力パワー (dBm)

DAC, ADC, Digital IO

1, 20

AM, DAC, ADC, Digital IO

41, 2

DAC, ADC, Digital IO

Programmable, 10 ‒ 200 MHz

DDS

補助 I/O4AM

3-6-3

RFドライバ ‒ アンプ, シングル出力シリーズ

オシレータ

周波数範囲 (MHz)

振幅変調 (AM)

RFパワー (W)

520C

CrystalFixed , from 10 up to 350

Digital0.5 ‒ 7Digital

2530C
620C

630C

iSA-SF1iSA-MF4
RFA900
RFA141
RFA241

CrystalVaricap
Varicap
DDS
DDS

CrystalCrystalCrystalFixed , from 10 up to 350

AnalogOctave tuning, centred at 30 ‒ 350

AnalogOctave tuning, centred at 30 ‒ 350

0.5 ‒ 72Single freq, programmable, 20 ‒ 200 Analog & Digital

2Fixed , from 20 up to 110< 60

Multi freq, programmable, 20 ‒ 200

Analog & Digital

Fixed , from 20 up to 110

Analog & Digital

Fixed , from 20 up to 110

Analog & Digital
Analog & Digital

2

< 30

< 90

RFドライバ ‒ アンプ, マルチ出力
シリーズ

RFA240-2

RFA4060-2
RFA331-2

RFA3110-4
RFA3175-4
iSA243-4オシレータ

周波数範囲 (MHz)

振幅変調

CrystalFixed , from 20 up to 110 Analog & Digital

Varicap

Tuneable, 30 ‒ 50

Varicap

Tuneable, 125 ‒ 225

Crystal x 2

Selectable, 40 / 60

Varicap

Tuneable, 80 ‒ 130DDS

Programmable, 40 ‒ 50

出力2Analog & Digital

2Analog

4Analog & Digital

4Analog & Digital

2Analog4

1出力当りパワー (W)< 90< 90< 40<2<2< 50www.isomet.com

www.japanlaser.co.jp

お問合せ:
URL: www.japanlaser.co.jp

東京本社〒169-0051
東京都新宿区西早稲田2-14-1
Tel: 03-5285-0861
Fax: 03-5285-0860

USAISOMET CORPORATION
Cwmbran10342
Battleview Parkway
Manassas, VA 20109
USA
Tel: +1 (703) 321-8301
Fax: +1 (703) 321-8546
email: sales@isomet.com

email: jlc@japanlaser.co.jp

大阪支店〒533-0033
大阪市東淀川区東中島1-20-12
ユニゾーン新大阪2階
Tel: 06-6323-7286
Fax: 06-6323-7283

UK

ISOMET (UK) LTD.
18 John Baker Close
Llantarnam Park
CwmbranTorfaen NP44 3AX
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1633-872721
Fax: +44 (0) 1633-874678
email: sales@isomet.co.uk

名古屋支店〒460-0003
名古屋市中区錦3-1-30
錦マルエムビル
Tel: 052-205-9711
Fax: 052-205-9713