インフュージョンポンプチェッカ
テスト設 定機器情報

No./ID：

リンクチャンネル
PCAポンプテスト

スト
デュアルレートテ

流量テスト

テスト
オートシーケンス

閉塞圧テスト

ヘルプ

終了

ブイパッド アイブイ
設定

テスト記 録すべて表 示ホームページで確認

型式：D S V IV - 1（1ch） 型式：D SVI V - 2（2ch）
型式：D S V IV - 3（3ch） 型式：D SVI V - 4（4ch）
型式：D S V IV - 5（5ch） 型式：D SVI V - 6（6ch）
追加モジュール：8000 - 200vPad-IV は、各社あらゆるメーカーの輸液ポンプ、シリンジポンプの測定が可能な多機能チェッカです

従来のメスシリンダ方式では、流量の平均値しか計測することができませんでしたが vPad-IVは流量を直接計測するため、瞬時流量を測定することができます。これにより、今までは平均値の中に埋もれていた瞬間的な短周期の流量変化や長周期の流量変化を定量的に確認することが可能となります。また、スタートアップカーブやトランペットカーブによる解析が可能です。

vPad-IVは、ポンプの流量・投与量などのシングルレートテスト、デュアルレートテストやPCAポンプテスト、閉塞圧テストの4種の基本テストモードがあります。また、ボーラスボリュームやバックプレッシャー（背圧）も測定可能で、保守点検を行うチェッカとして十分な機能が備わっています。

vPad-IVは誤差率±1％(0.1〜3000ml/h)と非常に高い精度ですオプション
vPad-IVは、煩わしいルートの差し替え作業を行わずに効率的にテストが行えます。さらに流量テスト終了後、自動的に閉塞圧テストを実行するオートテスト機能がある為、操作の手間を省くことができます。また、タイマー制御機能（テスト時間指定）により、業務の合間にテストを行うことができる為、テスト作業の効率化が図れます。

柔軟性

vPad-IVの液体入力チューブが固定できる卓上活栓台システムです。
液体入力チューブが活栓台へ固定、さらに絡まりやすいチューブ部分はホルダに巻き付け固定されているため、すぐに点検作業が始められます。
活栓台背面には排水を一時的に集めるキャッチタンクを設置しており、点検測定の数値に影響しないよう排水時にかかる負担を軽減します。
Infutesut2000システムカートをお持ちの施設様は、卓上活栓台システムをカートの上に設置し、使用できます。

モジュール追加で最大6台まで同時検査可能

vPad-IVは、チャンネル拡張可能なモジュール式システムです。1〜6チャンネルのシステムへと自由に拡張構成できます。同時に最大6台の輸液ポンプ、シリンジポンプの流量、投与量、閉塞圧の測定が可能な為、複数台のポンプを効率的にテストすることが可能となります。

卓上活栓台システム
Infutestカートベース

スライドすることによりモジュールを追加し、チャンネルを拡張

キャッチタンク【1ch】
メインコントローラ

卓上活栓台システム【3ch】

制御用アプリ

自動的にレポートを作成、自動合否判定が可能 （日本語対応・10インチ/カラー画面）

日本語の制御アプリにより、付属のタブレット上から操作が簡単に行えます。自動合否判定で評価の時間を短縮でき、測定データやトレンドグラフなどもテストレポートとして記録、印刷、管理することができます。
テストパターン管理マニュアルテスト

自動合否判定オートテストアイドリング機能

リアルタイム誤差率表示

6ch 同時モニタリング

日本語対応

レポート自動作成

vPad-IVvPadデータ管理用システム
vPadManager

タブレット

vPadManager
Me-ARC
連動

パソコン

パソコン

テスト履歴・レポートデータをvPadManagerで一元管理！
さらに、ME機器管理システム[Me-ARC]と連動！
▼vPad-IV/レポート画面
30

機種選択でレポート表示▼vPadManager/レポート画面

test■ 流量テスト

省略

タブレットでは数値のみだったテスト
レポートの情報がvPadManagerでは見やすくグラフ化！
設定値との差が一目瞭然！

レポートを印刷/PDF化■ 閉塞圧テスト

簡単自動
レポート作成流量テスト、閉塞圧テストの結果が明記されたレポートを自動で作成することができます。また、PDF形式での保存が可能です。

トランペット
カーブを表示トランペットカーブを表示すること
により、ポンプの特性が明瞭になります。

■ オートシーケンステスト
ニプロ
ニプロ
ニプロ
ニプロ
ニプロ

FP-N11
FP-N15SP-80sEP-N31
SP-001

オートシーケンステスト選択

検索：

レポート印刷作成したレポートは簡単に印刷できる為、書類として保管・管理することができます。

Me-ARCと連動

オートシーケンステストは、ユーザがテスト手順を自由に設定でき、タブレット画面に表示させるテスト手順文章の編集も可能です。オートシーケンステストの設定を行うことにより、どなたでも簡単に手順に沿ったテストを行えます。
インフュージョンポンプチェッカ

ME機器総合情報管理システムと連動することで点検・検査結果が自動的にデータベース管理されます。

vPad-IV 仕様■流量テスト■PCAポンプテスト

流量測定

ボーラス測定通 常 測 定 範 囲 ：0.02～9999ml
最 大 表 示 分 解 能 ：0.01ml
最 小ボーラス検 出量 ：0.5ml

通 常 測 定 範 囲 ：Low…0.1～3000ml/h
最 大 表 示 流 量 ：3200ml/h
最 小 表 示 流 量 ：0.01ml/h
最 大 表 示 分 解 能 ：0.001ml/h
精度（平均流量）：0.1〜9.9 ml/hで±（1％+0.005 ml / h）[投与量100μl以上]：10〜1200 ml / hで±1％[投与量1ml以上]：1201〜3000ml / hで±2％[投与量10ml以上]※定常流のみロックアウト時間測定
測定範囲：1～240分
精度：±0.05分※定常流のみ■本体
寸法1.34kg【3ch】21.3cm（W）×20cm（D）×23.6cm（H）

2.32kg3.30kg【2ch】16.3cm（W）×20cm（D）×23.6cm（H）【4ch】26.4cm（W）×20cm（D）×23.6cm（H）【5ch】31.5cm（W）×20cm（D）×23.6cm（H）【6ch】36.6cm（W）×20cm（D）×23.6cm（H）

経過時間測定測 定 範 囲：0〜240時間
表 示 様 式 ：HH:MM:SS
精度 ：±0.5秒

4.28kg5.26kg6.24kg

電源：商用交流電源
同時測定可能なポンプ台数：1台（1ch）～ 6台（6ch）※モジュールの増設にて最大6chに対応

投与量測定
測 定 範 囲 ：0.02～9999ml
最大表示分解能：0.01ml
精度：0.1〜9.9 ml/hで±（1％+1LSD）[投与量100μl以上]：10〜1200 ml / hで±（1％+1LSD）[投与量1ml以上]：1201〜3000ml / hで±（2％+1LSD）[投与量10ml以上]

重量【1ch】11.2cm（W）×20cm（D）×23.6cm（H）

【1ch】

【2ch】

【3ch】

【4ch】

■閉塞圧テスト
圧力測定
測 定 範 囲 ：-260～＋2600mmHg（-5～＋50psi）
精度 ：±(1％＋5mmHg)
表 示 単 位 ：mmHg、psi、bar、mbar、kPa、in. H2O、
torr
気 圧 補 正 ：715〜1095 mbar

【5ch】

【6ch】

株式会社メッツはDatrend Systems社のアジアパシフィック公認サービスセンターです輸入販売元

IV-1-001