水位センサ（各種オプション）
バラストウエイト（おもり内蔵型）

コネクタ
特

長

通常の製品
（ATM/Nで１６０ｇ）に
２６０ｇのおもりが追加されます■現地で簡単にセンサ部の交換可能■耐水圧 最大水深：250m■コネクタ内部で大気開放■腐食に強いステンレス製:SUS316L

取外し時
バラストウエイト（おもり外付型）

水位センサ
圧力センサ

外付けのおもりです
装着時※写真はＡＴＭ．１ＳＴ／Ｎ

アレスタ内蔵中継ボックス
特避雷素子内蔵
電流出力のみ■ケーブルの接続ボックス
で、大気開放を行います■中継ボックスから先のケーブルは市販のケーブル
を利用可

チタン筐体
ダイヤフラムも含め金属部分がチタン

長

取外し時

テフロンコート
テフロンケーブル

PRESSURE SENSORSFor WATER LEVEL & PROCESS AUTOMATION

大気開放フィルター

ダイヤフラムをテフロンコーティング

ケーブル終端での大気開放
防湿・防塵フィールド計測からプロセスオートメーションまで、
STS社（スイス）の圧力式水位センサ・圧力センサ

装着時
ワイヤー取付金具（本体ネジ加工）

間隙圧フィルター

長

ポーラスストーン■吊り下げ用ワイヤーの取付が可能■取付金具の取外しが出来ます■本体ネジ規格（ケーブル側）:Ｇ１/２Ｍ■腐食に強いステンレス製:SUS316L

ワイヤー取り付け金具（加工例）

関連製品
水位（圧力）伝送装置

圧力センサ

プロセス接続

32,5

32,5

35,5

SW27
43

32,5

据置式モデル・河川水位の観測
・地下水の観測・農業水路の水位観測
・ダムの水位観測
・湿地の水位観測
・湖沼の水位観測・貯水タンクのレベル／圧力・排水槽のレベル・薬剤タンクのレベル
・防爆域のタンクレベル／圧力・船舶バラストタンクレベル
・制御用圧力／レベル計測

アプリケーション
SW27

1/2-NPTA

Binder723

31,5
74,5

1/2 NPT M

1/4-NPTM

12,7

SW27

SW27

1/4 NPT M

プロセス計測

68

17

13,5

Ｇ1/2M

□ お客様の個別仕様にも対応可能！

フィールド計測

62,5

SW27

Ｇ1/2M
Manometer
DIN 16288

G1/2A

SW27

G1/4A

測 定 レ ン ジ：お客様の仕様に対応
伝 送 精 度：±0.25%FS
表
示：LED表示器 4桁
文字高12.7mm
主 力 信 号：4〜20mA
電
源：9〜33VDCまたはAC100V（発注時のご指定）
オ プ シ ョ ン：BCD、RS-232C、
RS-485出力対応

MIL̲C26482

33,5
25

G1/2A

壁掛式モデル

Ｇ1/4M
Manometer
DIN 16288□ 省電力設計、各種出力方式に対応（アナログ・デジタル出力）

SW27

G1/2A
φ18.4

Ｇ1/2M
フラッシュ
ダイヤフラム16〈主な仕様〉□ 広い計測範囲、出力のご指定に対応

19,5

12

Ｇ1/4M

DIN43650

34,5

長□ 多様なオプションに対応！
（チタン、コネクタ、アレスタ付、ウエイト付、etc）

46,5

G1/2A
φ18.4

SW27

Ｇ1/4Ｆ

G1/4i

■現在データの表示■出力信号4〜20mAの2線式
直流信号に変換して伝送■表示部前面でのゼロ・スパン
調整が可能（F.S.の5％調整可）■避雷素子を内蔵

Ｇ1/2M
フロント
ダイヤフラム

特

電気接続

20,5

〈特長〉

G1/4A

ATM3300型

プロセス接続（例）

SW27

特

27,5

PURケーブルまたは
テフロンケーブル

PG9□詳細仕様については、下記にお問い合わせ下さい。

ダム・河口堰等の水位観測

河川水位・地下水位観測・調査

産業プラントの防爆区域で圧力測定

上下水・浄水関連施設で水位監視

プロセス産業機器で圧力測定

食品・飲料プラントで液面レベル測定

海外計測営業部
URL：http://www.koshindenki.com
仙台営業所 宮城県仙台市太白区秋保町境野字羽山51番地1号〒982-0242
TEL.
（022）
397-3285（ 代） FAX.
（022）
397-2323 e-mail：Koshin@koshindenki.com
本社
福岡支店
鹿児島分室
関西営業所
札幌分室
仙台工場

TEL.（03）3717-0101
TEL.（092）483-8808
TEL.（099）250-5544
TEL.（06）6151-3471
TEL.（011）204-7737
TEL.（022）397-2121

FAX.（03）3718-0101
FAX.（092）483-8809
FAX.（099）250-5564
FAX.（06）6151-3472
FAX.（011）204-7738
FAX.（022）397-2323□このカタログは、品質・性能向上のためお断りなく仕様を変更することがあります。

このカタログは再生紙を使用しています

Nov.22-SC0042-1K-OZ̲改1

水位センサ
型

名

品

名

測定範囲

精

度

使用温度範囲

出力信号

圧力センサ

ATM.1ST/N

ATM.1ST/N

ATM.1ST/N19

MTM/N10

ATM/K/N

DTM.OCS.S/N

PTM/N

アンプ内蔵型
超高精度モデル(*2）

コネクタ式
アンプ内蔵型
超高精度モデル

細型水位計発信器
細井戸対応
直径19mm

極細型水位計発信器
細井戸対応
直径10mm

セラミック
受圧タイプ
寒冷地・汚水対応

デジタル出力型
水位計発信器(*2）

デジタル／
アナログ出力型
水位計発信器(*2）

0～1mから
0～250mまで

0～1mから
0～250mまで

0～1mから
0～250mまで

0～10mから
0～100mまで

0～1m 0～2m 0～4m
0～10m
0～20m

0～2mから
0～250mまで±0.1％FS(標準)±0.05％FS(0～10m計
オプション)±0.1％FS(標準)±0.1％FS(標準)±0.05％FS(0～10m計
オプション)±0.25％FS(標準)±0.1％FS(オプション)±0.25％FS±0.05％FS(0～10m計
オプション)±0.15％FS(2～5m計)±0.05％FS(5～20m計)±0.03％FS(20～250m計)±0.1％FS(標準)±0.25％FS(オプション)－5～50℃－5～80℃(オプション)－5～50℃－5～50℃－5～80℃(オプション)－5～80℃(標準)－5～80℃(標準)－5～80℃(オプション)－5～80℃(オプション)－5～80℃(オプション)

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V
サージプロテクト付(＊1)

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V
サージプロテクト付(＊1)

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V

その他ご要望に対応

その他ご要望に対応

その他ご要望に対応

DC9～33V(電流出力)
DC10～30V(0～5V出力)
DC12～30V(0～10V出力)

DC9～33V(電流出力)
DC10～30V(0～5V出力)
DC12～30V(0～10V出力)

DC9～33V(電流出力)
DC10～30V(0～5V出力)
DC12～30V(0～10V出力)－5～50℃

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V
ブリッジ出力－5～50℃

DC4～20mA

RS485
ゼロ、スパンアジャスト

0～1mから
0～250mまで

DC4～20mA
プログラマブル
サージプロテクト付(＊1)

型

名

品

名

電

源

型

名

品

名

PTM/N/SDI-12

ATM.1ST/N/T

デジタル出力型
アンプ内蔵型
水位・温度計発信器 水位・温度計発信器
(*2）
(*2）

測定範囲

精

度

0～5mから
0～250mまで－25～85℃(温度)0～1mから
0～250mまで－5～50℃(温度)±0.1％FS±0.25％FS(オプション)±0.1％FS±0.25％FS(オプション)±0.5℃(温度)±0.3℃(温度)-5～50℃)－5～80℃(オプション)－5～50℃－5～80℃(オプション)

ATM.1ST/N/Ex

ATM/NC

アンプ内蔵型
水位計発信器テフロンハウジング

防爆規格適合腐食性環境向け

水位計発信器DC9～30V

TM/N

ブリッジ出力型
水位計発信器(*2）

0～1mから
0～250mまで

0～1mから
0～250mまで±0.1％FS±0.1％FS±0.5％FS±1.0％FS(オプション) ±0.5％FS(オプション)

0～1mから
0～250mまで

DC9～30V

ATM.ECO/N

0～10kPaから
0～100MPaまで

0～20kPaから

0～10kPaから

0～10MPaまで

0～100MPaまで±0.1%FS±0.25%FS（＜10kPa)±0.1%FS±0.25%FS（＜10kPa)±0.1%FS±0.25%FS（＜10kPa)±0.25%FS±0.2%FS (＞60MPa)±0.2%FS (＞60MPa)±0.2%FS (＞60MPa)±0.05%FS±0.15%FS(＜50kPa)±0.03%FS(＞200kPa)±0.1%FS±0.25%FS(＜50kPa)±0.25%FS(＞60MPa)

使用温度範囲（本体）

0～70℃)－40～125℃(オプション)

0～70℃－40 ～125℃(オプション)

0～70℃－40～125℃(オプション)

0～70℃－40～85℃(オプション)

0～70℃－40～85℃(オプション)

0～70℃－25～85℃(オプション)

0～70℃-40～85℃(オプション)

使用温度範囲（媒体）－40～125℃－40～150℃(オプション)－40～125℃－25～150℃(オプション)－40～125℃－40～150℃(オプション)-40～85℃－40～150℃(オプション)

0～85℃－25～150℃(オプション)－0～85℃－40～150℃(オプション)-25～100℃

プロセス接続／電気接続

プロセス接続資料から選択して下さい

同左

同左

同左

同左

同左

同左

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V

DC4～20mA

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V

RS485

DC4～20mA

DC4～20mA（3線）
DC4～20mA（4線）

その他ご要望による

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V
その他ご要望による

DC9～33V(電流出力)
DC12～30V(電圧出力)

DC9～33V(電流出力)
DC15～30V(電圧出力)

DC9～30V

DC9～33V

DC9～30V

ATM.1ST/17.5

TS100

TM

温度計発信器

圧力計発信器(*2) OEM対応品
圧力トランスデューサ

0 ～70℃(標準)－50～150℃(オプション)

0～10kPaから
0～100MPaまで

0～10kPaから
0～100MPaまで±1℃(0～70℃)±0.1%FS(オプション) ±2℃(-50～150℃)±0.5%FS±0.25%FS±0.25%FS(オプション)±0.5%FS(オプション)度

アンプ内蔵型
水位計発信器
エコノミーモデル
0～1mから
0～250mまで±2.0％FS(オプション)

使用温度範囲SDI-12V1.3

DC0～20mA（4線）－5～50℃－5～80℃(オプション)

DC0～20mA（2線）

出力信号

DC8～30V

電源

DC9～30V

DC9～28V-5～80℃

DC4～20mA（2線）
DC0～20mA（3線）－5～50℃－5～80℃(オプション)－5～50℃－2～100℃－5～80℃(オプション)

DC4～20mA（2線）

DC4～20mA（2線）

DC0～5V
DC0～10V

DC0～5V
DC0～10V

DC0～5V

その他ご要望に対応

その他ご要望に対応

DC9～33V(電流出力)
DC15～30V(電圧出力)（＊1）サージプロテクションは、DC4～20mA出力タイプのみが対応可能（オプション）です。
（＊2）チタン製の対応可能な製品です。

ブリッジ出力

DC15V（最大）

電

源

型

名

品

名

テフロンケーブル±0.25％FS±0.1％FS±0.1％FS(オプション)

DC9～33V(電流出力)
DC9～30V (電流出力)
DC10～30V(0～5V出力) DC12～30V(電圧出力)
DC12～30V(0～10V出力)

本質安全防爆モデル

(*2)

(*2)

0～5KPaから0～100MPaまで

サージプロテクト付(＊1)
その他ご要望による

高温・高圧対応型
水位計発信器
チタン製
0～1mから
0～700mまで

超高精度モデルATM.1ST/T

0～5kPaから0～100MPaまで

精

アンプ内蔵型
圧力計発信器PTM

DTM.OCS.S

0～5kPaから0～100MPaまで

測定範囲

アンプ内蔵型
圧力計発信器ATM

ATM.1ST

デジタル／アナアンプ内蔵型
デジタル出力型
圧力計発信器(*2) 圧力計発信器(*2) ログ出力型
圧力計発信器(*2)

DC9～33V

高温・高圧水位計

ATM.1ST/Ex

水素脆性対策型
圧力計発信器

出力信号
DC9～33V(電流出力)
DC15～30V(電圧出力)
DC15V最大(ブリッジ出力)

ATM.1ST

測定範囲

精

度

DC9～33V(電流出力)
DC12～30V(電圧出力)

DC9～28V

ATM/T

ATM.ECO

ATM/F

アンプ内蔵型
圧力・温度計発信器

アンプ内蔵型
圧力計発信器
経済的モデル(*2)

フランジ付

直径17.5mm

圧力計発信器

圧力計発信器

0～10kPaから
0～100MPaまで－25～100℃(温度)±0.1%FS±0.25%FS(＜50kPa)±0.25%FS(＞60kPa)±0.5℃ typ(温度)0 ～10kPaから
0 ～100MPaまで

0 ～10kPaから
0 ～25MPaまで

0 ～10kPaから
0 ～10MPaまで±0.2%FS±0.25%FS±0.1%FS(オプション)±0.1%FS(オプション)±0.25%FS

アンプ内蔵型
圧力・温度計発信器(*2)0～10kPaから
0～2.5MPaまで－25～100℃(温度)±0.1%FS±0.25%FS(＜5kPa)±0.5℃以下 (温度)TD

使用温度範囲
（本体）
使用温度範囲（媒体）

0～70℃-40～85℃(オプション)

0～70℃－40～125℃(オプション)－25～85℃

0～70℃－25～100℃(オプション)－25～85℃－40～125℃

0～70℃－25～85℃(オプション)

0～85℃－25～100℃(オプション)－40～125℃－40～150℃(オプション)－25～100℃－40～100℃－50～150℃－40～150℃－

プロセス接続／電気接続

プロセス接続フロント／フラッシュ
ダイヤフラム対応

プロセス接続資料から選択して下さい

G1/4M、G1/2M(プロセス接続参照)

プロセス接続資料から選択して下さい

φ15mm φ19mm
φ18.4mm

DC 4～20mA
DC 0～5V

出力信号

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V
その他ご要望による

ブリッジ出力ブリッジ抵抗：3ｋΩ（typ）

DC15～30V

DC10～33V(4～20ｍA出力)
DC 9～33V(電流出力)
DC 10～30V(0～5V出力) DC9～33V(0～20mA出力)
DC 12～30V(0～10V出力) DC 15～30V(電圧出力)

電

源

同左

同左

DC4～20mA
DC0.5～4.5V

DC 0～10V

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V

その他ご要望による

その他ご要望による
DC 9～33V(電流出力)
DC 8～30V(電圧出力)

DC 9～33V(4～20mA出力)
DC10V(typ)DC 15～30V(0～20mA出力)
DC15V(max)DC 15～30V(電圧出力)【単位換算：10kPa=0.1bar 10MPa＝100bar 100MPa=1000bar】

お打合せによる

その他ご要望によるお打合せによる水位センサ
型

名

品

名

測定範囲

精

度

使用温度範囲

出力信号

圧力センサ

ATM.1ST/N

ATM.1ST/N

ATM.1ST/N19

MTM/N10

ATM/K/N

DTM.OCS.S/N

PTM/N

アンプ内蔵型
超高精度モデル(*2）

コネクタ式
アンプ内蔵型
超高精度モデル

細型水位計発信器
細井戸対応
直径19mm

極細型水位計発信器
細井戸対応
直径10mm

セラミック
受圧タイプ
寒冷地・汚水対応

デジタル出力型
水位計発信器(*2）

デジタル／
アナログ出力型
水位計発信器(*2）

0～1mから
0～250mまで

0～1mから
0～250mまで

0～1mから
0～250mまで

0～10mから
0～100mまで

0～1m 0～2m 0～4m
0～10m
0～20m

0～2mから
0～250mまで±0.1％FS(標準)±0.05％FS(0～10m計
オプション)±0.1％FS(標準)±0.1％FS(標準)±0.05％FS(0～10m計
オプション)±0.25％FS(標準)±0.1％FS(オプション)±0.25％FS±0.05％FS(0～10m計
オプション)±0.15％FS(2～5m計)±0.05％FS(5～20m計)±0.03％FS(20～250m計)±0.1％FS(標準)±0.25％FS(オプション)－5～50℃－5～80℃(オプション)－5～50℃－5～50℃－5～80℃(オプション)－5～80℃(標準)－5～80℃(標準)－5～80℃(オプション)－5～80℃(オプション)－5～80℃(オプション)

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V
サージプロテクト付(＊1)

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V
サージプロテクト付(＊1)

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V

その他ご要望に対応

その他ご要望に対応

その他ご要望に対応

DC9～33V(電流出力)
DC10～30V(0～5V出力)
DC12～30V(0～10V出力)

DC9～33V(電流出力)
DC10～30V(0～5V出力)
DC12～30V(0～10V出力)

DC9～33V(電流出力)
DC10～30V(0～5V出力)
DC12～30V(0～10V出力)－5～50℃

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V
ブリッジ出力－5～50℃

DC4～20mA

RS485
ゼロ、スパンアジャスト

0～1mから
0～250mまで

DC4～20mA
プログラマブル
サージプロテクト付(＊1)

型

名

品

名

電

源

型

名

品

名

PTM/N/SDI-12

ATM.1ST/N/T

デジタル出力型
アンプ内蔵型
水位・温度計発信器 水位・温度計発信器
(*2）
(*2）

測定範囲

精

度

0～5mから
0～250mまで－25～85℃(温度)0～1mから
0～250mまで－5～50℃(温度)±0.1％FS±0.25％FS(オプション)±0.1％FS±0.25％FS(オプション)±0.5℃(温度)±0.3℃(温度)-5～50℃)－5～80℃(オプション)－5～50℃－5～80℃(オプション)

ATM.1ST/N/Ex

ATM/NC

アンプ内蔵型
水位計発信器テフロンハウジング

防爆規格適合腐食性環境向け

水位計発信器DC9～30V

TM/N

ブリッジ出力型
水位計発信器(*2）

0～1mから
0～250mまで

0～1mから
0～250mまで±0.1％FS±0.1％FS±0.5％FS±1.0％FS(オプション) ±0.5％FS(オプション)

0～1mから
0～250mまで

DC9～30V

ATM.ECO/N

0～10kPaから
0～100MPaまで

0～20kPaから

0～10kPaから

0～10MPaまで

0～100MPaまで±0.1%FS±0.25%FS（＜10kPa)±0.1%FS±0.25%FS（＜10kPa)±0.1%FS±0.25%FS（＜10kPa)±0.25%FS±0.2%FS (＞60MPa)±0.2%FS (＞60MPa)±0.2%FS (＞60MPa)±0.05%FS±0.15%FS(＜50kPa)±0.03%FS(＞200kPa)±0.1%FS±0.25%FS(＜50kPa)±0.25%FS(＞60MPa)

使用温度範囲（本体）

0～70℃)－40～125℃(オプション)

0～70℃－40 ～125℃(オプション)

0～70℃－40～125℃(オプション)

0～70℃－40～85℃(オプション)

0～70℃－40～85℃(オプション)

0～70℃－25～85℃(オプション)

0～70℃-40～85℃(オプション)

使用温度範囲（媒体）－40～125℃－40～150℃(オプション)－40～125℃－25～150℃(オプション)－40～125℃－40～150℃(オプション)-40～85℃－40～150℃(オプション)

0～85℃－25～150℃(オプション)－0～85℃－40～150℃(オプション)-25～100℃

プロセス接続／電気接続

プロセス接続資料から選択して下さい

同左

同左

同左

同左

同左

同左

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V

DC4～20mA

DC4～20mA
DC0～5V
DC0～10V

RS485

DC4～20mA

DC4～20mA（3線）
DC4～20mA（4線）

その他ご要望による

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V
その他ご要望による

DC9～33V(電流出力)
DC12～30V(電圧出力)

DC9～33V(電流出力)
DC15～30V(電圧出力)

DC9～30V

DC9～33V

DC9～30V

ATM.1ST/17.5

TS100

TM

温度計発信器

圧力計発信器(*2) OEM対応品
圧力トランスデューサ

0 ～70℃(標準)－50～150℃(オプション)

0～10kPaから
0～100MPaまで

0～10kPaから
0～100MPaまで±1℃(0～70℃)±0.1%FS(オプション) ±2℃(-50～150℃)±0.5%FS±0.25%FS±0.25%FS(オプション)±0.5%FS(オプション)度

アンプ内蔵型
水位計発信器
エコノミーモデル
0～1mから
0～250mまで±2.0％FS(オプション)

使用温度範囲SDI-12V1.3

DC0～20mA（4線）－5～50℃－5～80℃(オプション)

DC0～20mA（2線）

出力信号

DC8～30V

電源

DC9～30V

DC9～28V-5～80℃

DC4～20mA（2線）
DC0～20mA（3線）－5～50℃－5～80℃(オプション)－5～50℃－2～100℃－5～80℃(オプション)

DC4～20mA（2線）

DC4～20mA（2線）

DC0～5V
DC0～10V

DC0～5V
DC0～10V

DC0～5V

その他ご要望に対応

その他ご要望に対応

DC9～33V(電流出力)
DC15～30V(電圧出力)（＊1）サージプロテクションは、DC4～20mA出力タイプのみが対応可能（オプション）です。
（＊2）チタン製の対応可能な製品です。

ブリッジ出力

DC15V（最大）

電

源

型

名

品

名

テフロンケーブル±0.25％FS±0.1％FS±0.1％FS(オプション)

DC9～33V(電流出力)
DC9～30V (電流出力)
DC10～30V(0～5V出力) DC12～30V(電圧出力)
DC12～30V(0～10V出力)

本質安全防爆モデル

(*2)

(*2)

0～5KPaから0～100MPaまで

サージプロテクト付(＊1)
その他ご要望による

高温・高圧対応型
水位計発信器
チタン製
0～1mから
0～700mまで

超高精度モデルATM.1ST/T

0～5kPaから0～100MPaまで

精

アンプ内蔵型
圧力計発信器PTM

DTM.OCS.S

0～5kPaから0～100MPaまで

測定範囲

アンプ内蔵型
圧力計発信器ATM

ATM.1ST

デジタル／アナアンプ内蔵型
デジタル出力型
圧力計発信器(*2) 圧力計発信器(*2) ログ出力型
圧力計発信器(*2)

DC9～33V

高温・高圧水位計

ATM.1ST/Ex

水素脆性対策型
圧力計発信器

出力信号
DC9～33V(電流出力)
DC15～30V(電圧出力)
DC15V最大(ブリッジ出力)

ATM.1ST

測定範囲

精

度

DC9～33V(電流出力)
DC12～30V(電圧出力)

DC9～28V

ATM/T

ATM.ECO

ATM/F

アンプ内蔵型
圧力・温度計発信器

アンプ内蔵型
圧力計発信器
経済的モデル(*2)

フランジ付

直径17.5mm

圧力計発信器

圧力計発信器

0～10kPaから
0～100MPaまで－25～100℃(温度)±0.1%FS±0.25%FS(＜50kPa)±0.25%FS(＞60kPa)±0.5℃ typ(温度)0 ～10kPaから
0 ～100MPaまで

0 ～10kPaから
0 ～25MPaまで

0 ～10kPaから
0 ～10MPaまで±0.2%FS±0.25%FS±0.1%FS(オプション)±0.1%FS(オプション)±0.25%FS

アンプ内蔵型
圧力・温度計発信器(*2)0～10kPaから
0～2.5MPaまで－25～100℃(温度)±0.1%FS±0.25%FS(＜5kPa)±0.5℃以下 (温度)TD

使用温度範囲
（本体）
使用温度範囲（媒体）

0～70℃-40～85℃(オプション)

0～70℃－40～125℃(オプション)－25～85℃

0～70℃－25～100℃(オプション)－25～85℃－40～125℃

0～70℃－25～85℃(オプション)

0～85℃－25～100℃(オプション)－40～125℃－40～150℃(オプション)－25～100℃－40～100℃－50～150℃－40～150℃－

プロセス接続／電気接続

プロセス接続フロント／フラッシュ
ダイヤフラム対応

プロセス接続資料から選択して下さい

G1/4M、G1/2M(プロセス接続参照)

プロセス接続資料から選択して下さい

φ15mm φ19mm
φ18.4mm

DC 4～20mA
DC 0～5V

出力信号

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V
その他ご要望による

ブリッジ出力ブリッジ抵抗：3ｋΩ（typ）

DC15～30V

DC10～33V(4～20ｍA出力)
DC 9～33V(電流出力)
DC 10～30V(0～5V出力) DC9～33V(0～20mA出力)
DC 12～30V(0～10V出力) DC 15～30V(電圧出力)

電

源

同左

同左

DC4～20mA
DC0.5～4.5V

DC 0～10V

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V

DC4～20mA
DC0～20mA
DC0～5V
DC0～10V

その他ご要望による

その他ご要望による
DC 9～33V(電流出力)
DC 8～30V(電圧出力)

DC 9～33V(4～20mA出力)
DC10V(typ)DC 15～30V(0～20mA出力)
DC15V(max)DC 15～30V(電圧出力)【単位換算：10kPa=0.1bar 10MPa＝100bar 100MPa=1000bar】

お打合せによる

その他ご要望によるお打合せによる水位センサ（各種オプション）
バラストウエイト（おもり内蔵型）

コネクタ
特

長

通常の製品
（ATM/Nで１６０ｇ）に
２６０ｇのおもりが追加されます■現地で簡単にセンサ部の交換可能■耐水圧 最大水深：250m■コネクタ内部で大気開放■腐食に強いステンレス製:SUS316L

取外し時
バラストウエイト（おもり外付型）

水位センサ
圧力センサ

外付けのおもりです
装着時※写真はＡＴＭ．１ＳＴ／Ｎ

アレスタ内蔵中継ボックス
特避雷素子内蔵
電流出力のみ■ケーブルの接続ボックス
で、大気開放を行います■中継ボックスから先のケーブルは市販のケーブル
を利用可

チタン筐体
ダイヤフラムも含め金属部分がチタン

長

取外し時

テフロンコート
テフロンケーブル

PRESSURE SENSORSFor WATER LEVEL & PROCESS AUTOMATION

大気開放フィルター

ダイヤフラムをテフロンコーティング

ケーブル終端での大気開放
防湿・防塵フィールド計測からプロセスオートメーションまで、
STS社（スイス）の圧力式水位センサ・圧力センサ

装着時
ワイヤー取付金具（本体ネジ加工）

間隙圧フィルター

長

ポーラスストーン■吊り下げ用ワイヤーの取付が可能■取付金具の取外しが出来ます■本体ネジ規格（ケーブル側）:Ｇ１/２Ｍ■腐食に強いステンレス製:SUS316L

ワイヤー取り付け金具（加工例）

関連製品
水位（圧力）伝送装置

圧力センサ

プロセス接続

32,5

32,5

35,5

SW27
43

32,5

据置式モデル・河川水位の観測
・地下水の観測・農業水路の水位観測
・ダムの水位観測
・湿地の水位観測
・湖沼の水位観測・貯水タンクのレベル／圧力・排水槽のレベル・薬剤タンクのレベル
・防爆域のタンクレベル／圧力・船舶バラストタンクレベル
・制御用圧力／レベル計測

アプリケーション
SW27

1/2-NPTA

Binder723

31,5
74,5

1/2 NPT M

1/4-NPTM

12,7

SW27

SW27

1/4 NPT M

プロセス計測

68

17

13,5

Ｇ1/2M

□ お客様の個別仕様にも対応可能！

フィールド計測

62,5

SW27

Ｇ1/2M
Manometer
DIN 16288

G1/2A

SW27

G1/4A

測 定 レ ン ジ：お客様の仕様に対応
伝 送 精 度：±0.25%FS
表
示：LED表示器 4桁
文字高12.7mm
主 力 信 号：4〜20mA
電
源：9〜33VDCまたはAC100V（発注時のご指定）
オ プ シ ョ ン：BCD、RS-232C、
RS-485出力対応

MIL̲C26482

33,5
25

G1/2A

壁掛式モデル

Ｇ1/4M
Manometer
DIN 16288□ 省電力設計、各種出力方式に対応（アナログ・デジタル出力）

SW27

G1/2A
φ18.4

Ｇ1/2M
フラッシュ
ダイヤフラム16〈主な仕様〉□ 広い計測範囲、出力のご指定に対応

19,5

12

Ｇ1/4M

DIN43650

34,5

長□ 多様なオプションに対応！
（チタン、コネクタ、アレスタ付、ウエイト付、etc）

46,5

G1/2A
φ18.4

SW27

Ｇ1/4Ｆ

G1/4i

■現在データの表示■出力信号4〜20mAの2線式
直流信号に変換して伝送■表示部前面でのゼロ・スパン
調整が可能（F.S.の5％調整可）■避雷素子を内蔵

Ｇ1/2M
フロント
ダイヤフラム

特

電気接続

20,5

〈特長〉

G1/4A

ATM3300型

プロセス接続（例）

SW27

特

27,5

PURケーブルまたは
テフロンケーブル

PG9□詳細仕様については、下記にお問い合わせ下さい。

ダム・河口堰等の水位観測

河川水位・地下水位観測・調査

産業プラントの防爆区域で圧力測定

上下水・浄水関連施設で水位監視

プロセス産業機器で圧力測定

食品・飲料プラントで液面レベル測定

海外計測営業部
URL：http://www.koshindenki.com
仙台営業所 宮城県仙台市太白区秋保町境野字羽山51番地1号〒982-0242
TEL.
（022）
397-3285（ 代） FAX.
（022）
397-2323 e-mail：Koshin@koshindenki.com
本社
福岡支店
鹿児島分室
関西営業所
札幌分室
仙台工場

TEL.（03）3717-0101
TEL.（092）483-8808
TEL.（099）250-5544
TEL.（06）6151-3471
TEL.（011）204-7737
TEL.（022）397-2121

FAX.（03）3718-0101
FAX.（092）483-8809
FAX.（099）250-5564
FAX.（06）6151-3472
FAX.（011）204-7738
FAX.（022）397-2323□このカタログは、品質・性能向上のためお断りなく仕様を変更することがあります。

このカタログは再生紙を使用しています

Nov.22-SC0042-1K-OZ̲改1