ホルムアルデヒド簡易測定器・ニオイセンサ
ホルムアルデヒド簡易測定器・ニオイセンサ
ホルムアルデヒド簡易測定器 XP-308B（新コスモス電機）■仕様

特徴● ビル衛生管理法に適応したホルムアルデヒ
ド簡易測定器。
● 測定毎の試薬交換が不要。
● 濃度単位表示はmg/㎥とppmの切替えが可能。
● 測定時間は30分測定モードと10分測定モードの切替えが可能。
● 測定値データを最大32件メモリ可能。
● DNPHフィルタ採用でVOCの影響を削減。

使用に関するご注意

室内空気の管理、住宅資材の管理、リフォーム時のチェックに。

● アセトアルデヒドなどのホルムアルデヒド以外のアルデヒド類が多量に存在する場合、指示値が高めになります。
● 測定場所にタバコの煙やお酒などのアルコール類が存在しますと指示値が高めの原因となります。
● 測定中の温度・湿度等の急激な環境変化は誤差の原因となます。
※1 保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2 測定1回あたりのホルムアルデヒド平均濃度が0.10mg/㎥の場合です。
それ以上の濃度では寿命が短くなります。

■電源●AC100V ●DC：単2形乾電池×6■電池寿命●約50回測定(マンガン)■付属品

検知対象ガス
ガス採気方式

断続使用回数

用途

型式

XP-308B
ホルムアルデヒド
自動吸引式
定電位電解式検 知 原 理（DNPHフィルタによるVOC影響を削減）
33
検 知 範 囲 0.01〜0.38mg／m（サービスレンジ：0.39〜3.00mg／m ）0.01〜0.30ppm（サービスレンジ：0.31〜3.00ppm）
測 定 モ ード 30分測定モード／10分測定モード 切り替え式
表 示 方 式
LCD表示
5〜40℃
使用温度範囲電源 単2形乾電池6本又は専用ACアダプタ（DC9V）
電 池 ※ 1 30分測定モード：約50回測定（マンガン乾電池使用時）10分測定モード：約100回測定（マンガン乾電池使用時）30分測定モード：50回測定※2
フィルタ
10分測定モード：100回測定
外 形 寸 法W175×H140×D86㎜
重量約2.5kg項目

標準付部品

DNPHフィルタセット3個、単2形マンガン乾電池6本、レザーケース、採気管、フィルタエレメント10枚、ピンセット

オ プ ション
お問合せコード

ACアダプタ、外部出力ケーブル、データ受信ソフト
8334●DNPHフィルター ●採気管ポータブル型ニオイセンサ XP-329ⅢR（新コスモス電機）

18「レベル表示」とは？

「臭気指数(相当値)表示」とは？

ニオイの強さを0000〜2000のデジタル数字で表示します。表示された数値は濃度(ppm)などのような絶対値ではなく、同じ質の臭気を比較することを基本とした相対値です。
したがって単位はありません。

ニオイセンサで測定したレベル値データを元に臭気指数(相当値)を割り出し、00〜40のデジタル数字で表示します。
「臭気指数」とは、臭気濃度の常用対数を10倍して出す数値で、ニオイ測定では公に認められている数値です。今日、市町村などでもニオイ管理の目安として「臭気指数」
を用いることが増えてきています。
また、「悪臭防止法」
で臭気指数管理が定められている現場もあります。ニオイセンサは「臭気指数」の相当値を表示するので、そのような現場での簡易測定にお使いいただけます。
臭気指数(相当値)を求めるためには、計りたいニオイに合わせた臭気指数変換テーブルを作成(付属ソフト使用)する必要があります。
より簡単に現場の雰囲気に近い臭気指数(相当値)を求めた
い方は、業種別に用意されたテーブルを弊社ホームページよりダウンロードすることも可能です。

■ニオイとは？

ニオイとは、「大気中に浮遊する分子量が300以下の主に有機物で、水および資質にある程度の溶解性がある物質、既存の有機物約200万種のうち1/5の約40万種にニオイがある」とされています。
このように、私たちの周囲にはニオイがあふれています。草花や工場のニオイ、住まいや食べ物のニオイ、私たち自信のニオイなど、普段から無意識のうちにニオイに囲まれて生活しています。
私たちはニオイを「一つのもの」として捉えがちですが、実際には色々な物質が混ざり合っています。ニオイ物質は混ざり合うことで違うニオイになったり、強く感じたり、打ち消しあいほとんど感じなくなったりします。また、ある人にとっては心地よいニオイが、他の人には不快に感じるということもあります。身近にありながらも捉えることが困難で、世界共通の単位がないもの。それがニオイです。

測 定 モ ード
測定（検知）範囲
繰返し再現性採 取 方 法応 答 時 間外部出力

計測機器・通信機器・医療機器

ニオイセンサXP-329ⅢRは、ニオ
イの強さを0000〜2000のデジ ■仕様
型式
タル数字で表す「レベル表示」と、 項目臭覚測定の臭気指数に相当する数 測 定 対 象値を表す「臭気指数(相当値)表示」の2つの方法で表示します。表示方 測 定 原 理
法は測定中常時切替え可能です。
表 示 方 法アナログ出力デジタル入出力外部出力端子
データメモリ容量
使用温湿度範囲
保管温湿度範囲
外 形 寸 法・重 量電源
電 池 寿 命お問合せコード■電源●AC100V ●DC：単3形乾電池×4■電池寿命●XP-329Ⅲ 8時間(アルカリ)●XP-329Ⅲs 5時間(アルカリ)

XP-329ⅢR
各種香気・臭気成分
高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ
LCDデジタル表示［64×128ドットマトリクス］（測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容等）

モニタリングモード：バッチモード
レベル表示：0〜2000 ※センサ出力バーグラフメータ左から２番目のドットでゼロベースセットした場合
臭気指数表示時：0〜（40）［レベル表示の2,000相当値まで］
測定値±5％±1digit（レベル表示、同一条件下にて）マイクロエアポンプによる自動吸引式 吸引流量400±150㎖/min
90%応答 20秒以内（校正臭気にて）レベル表示時：0000〜2000に対し、DCO〜200mV（表示１に対し0.1mV）※但しOVER LRVRL時は約204.8mVを出力
臭気指数表示時：00〜40に対し、DCO〜200mV（表示に対し5mV）※但しOVER40時は202.5mV、OVER LRVRL時は約204.8mVを出力、臭気指数40未満でOVER LEVEL時画は面遷移直前の臭気指数×5＋2.5mVを出力

RS-232C表示値をそのまま出力（ASCIIコード）※但しOVER LRVRL時は「＊＊＊＊」、OVER 40時は「＊＊」を出力
アナログ出力・デジタル入出力ともにDINコネクタ
モニタリングモード：最大8,188データ バッチモード：最大4,095データ
温度：0〜40℃ 湿度：最大10〜80%RH（結露なきこと）
温度：−10〜50℃ 湿度70％RH以下（キャリングケースにて保管、結露なきこと）
W84×H275×D40㎜（突起部を除く）
・約640g
乾電池（単３形アルカリ乾電池×4）／付属専用ACアダプタ（AC100V）
連続使用8時間以上（アルカリ乾電池、常温常湿、切換スイッチAir表示側で吸引状態にて）※電池電圧表示及び電子音による電池寿命警報機能付き
8335
■付属品

18-18

●活性炭フィルター ●ドレンフィルター ●吸引アタッチメント ●チューブ用口金●ACアダプタ ●コネクタ付出力ケーブル ●コミュニケーションパック(CD)各一式●テフロンチューブ ●フィルターエレメント×20 ●活性炭×2