人工呼吸器チェッカ

ベンテスト
型式 ： 8200-010
ホームページで確認

venTest は、カラータッチパネルで操作がしやすく、あらゆるタイプの人工呼吸器に対応した携帯型の呼吸器チェッカです

豊富な測定項目

HFO人工呼吸器にも対応

流量・換気量・気道内圧・ピーク圧・I / E比などの基本的な測定項目に加え、HFO（高頻度振動換気）人工呼吸器のパラメータも測定可能です。簡単な操作でオート測定を行い、パラメータは数値とグラフ（ パラメータ詳細は裏面仕様をご参照ください。）で表示することができます。
流量

換気回数

気道内圧

最大呼気流量Ｉ/Ｅ比PEEP 圧（吸気呼気時間比）

最大吸気流量

吸気時間

ピーク圧

吸気一回換気量

呼気時間

プラトー圧

呼気一回換気量

吸気休止時間平均圧

吸気分時換気量

呼気休止時間酸素濃度

呼気分時換気量湿度

自由に選択した11項目のパラメータを同時表示
メインディスプレイでは、様々な測定項目から自由に選択した１１個のパラメータを同時に表示することが可能です。テストの目的に応じて設定を変更でき、一度の画面で確認が行えます。
また、FLOW波形、VOLUME波形を同時に表示できます。

波形１

波形２

HFO（高頻度振動換気）

ガス状態：ATP、STP、BTP 等を設定可能 ガスタイプ：CO2、N2O、麻酔ガスで使用可能

大きなLED液晶＆カラータッチパネル
持ち運び可能でコンパクトな筐体ながら、７インチの大きなカラータッチパネルディスプレイ（LEDバックライト画面・155×87mm）が特徴です。見やすく操作性が良いので作業をスムースに進められます。

グラフィカルで見やすい画面

キーボード
入力も可能

測定データ保存可能

CSVデータ、画面画像を保存

測定データとグラフデータは、USBメモリ・SDカード・パソコンへCSVファイルとして保存することができます。RECボタン操作で記録開始から終了までのパラメータとグラフデータが保存されます。
また、画面をPNG形式の画像として保存することも可能です。

CSV 形式データ
PNG 形式の画面画像

人工呼吸器チェッカ venTest

仕様

■本体

■ハイフローセンサ・ローフローセンサ

寸法：21cm（W）×14cm（D）×8cm（H）
重量：1.4 kg
電源：商用交流電源
リチウムポリマーバッテリ 7.4V/5.2Ah 内蔵（フル充電で約6時間作動）

流量 Air【High】範囲：±300 l/min
精度：±2% または 0.1 l/min（STPD）【 Low】 範囲：± 12 l/min
精度：±2% または 0.01 l/min（STPD）
流量 O2【High】範囲：±200 l/min
精度：±4% または 0.2 l/min（STPD）【 Low】 範囲：± 12 l/min
精度：±4% または 0.02 l/min（STPD）
流量 Air/O2【High】範囲：±200 l/min
精度：±4% または 0.2 l/min（STPD）【 Low】 範囲：± 12 l/min
精度：±4% または 0.02 l/min（STPD）
吸気・呼気一回換気量【High】範囲：0 - 10 L
精度：m.v.±2% または 0.2 l（AIR）**、m.v.±4% または 0.4 l（O2 , AIR/O2 ）**【 Low】範囲：0 - 7.5 L
精度：m.v.±2% または 20 ml（AIR）**
吸気分時換気量【High】範囲：0.5 - 50 L/min（AIR）、0.5 - 50 L/min（O2 , AIR/O2 ）精度：m.v.±2% または 0.2 l/min（AIR）**、m.v.±4% または 0.4 l/min（O2 , AIR/O2 ）**【 Low】範囲：0.5 - 12 L/min（AIR）、0.5 - 12 L/min（O2 , AIR/O2 ）精度：m.v.±2% または 20 ml/min（AIR）**、m.v.±4% または 40 ml/min（O2 , AIR/O2 ）**呼気分時換気量
範囲：0.5 - 50 L/min（AIR）、0.5 - 50 L/min（O2 , AIR/O2 ）精度：m.v.±2% または 0.2 l/min（AIR）**、m.v.±4% または 0.4 l/min（O2 , AIR/O2 ）**気道内圧
範囲：0 - 10 kPa
精度：m.v.±1% または 0.02 kPa *換気回数
範囲：1- 100 /min
精度：±0.1min **PEEP
範囲：0 - 10 kPa
精度：±1% または 0.02 kPa * **ピーク圧
範囲：0 - 10 kPa
精度：±1% または 0.02 kPa * **プラトー圧
範囲：0 - 10 kPa
精度：±1% または 0.02 kPa * **平均圧
範囲：0 - 10 kPa
精度：±1% または 0.02 kPa * **I/E比（吸気呼気比）
範囲：300/1 - 1/300
精度：±0.1 **
吸気時間
範囲：0 - 60 sec
精度：±1%±0.02sec **呼気時間
範囲：0 - 60 sec
精度：±1%±0.02sec **吸気停止時間
範囲：0 - 60 sec
精度：±1%±0.02sec **呼気停止時間
範囲：0 - 60 sec
精度：±1%±0.02sec **湿度
範囲：5 - 95%
精度：5 - 80% rh: ±3%、80 - 95% rh: ±4%
吸気最大流量
範囲：0 - 300 L/min（AIR）、0 - 200 L/min（O2 , AIR/O2 ）精度：【High】m.v.±2% または 0.1 l/min（AIR）**、m.v.±4% または 0.2 l/min（O2 , AIR/O2 ）**【 Low】 m.v.±2% または 0.1 l/min（AIR）**、m.v.±4% または 0.2 l/min（O2 , AIR/O2 ）**呼気最大流量
範囲：0 - 300 L/min（AIR）、0 - 200 L/min（O2 , AIR/O2 ）精度：【High】m.v.±2% または 0.1 l/min（AIR）**、m.v.±4% または 0.2 l/min（O2 , AIR/O2 ）**【 Low】 m.v.±2% または 0.1 l/min（AIR）**、m.v.±4% または 0.2 l/min（O2 , AIR/O2 ）**HFO（高頻度振動換気）平均気道内圧・最大気道内圧・最低気道内圧・振幅
範囲：0 - 10 kPa
精度：m.v.±2% または 0.04 kPa * **HFO（高頻度振動換気）換気回数
範囲：0 - 20
精度：±1 HzHFO（高頻度振動換気）I/E比
範囲：3/1 - 1/3
精度：±0.3■ユーザインターフェース
ディスプレイ：7インチ ワイドスクリーン カラーLCD
ユーザコントロール：静電容量式タッチスクリーン
有線接続：USB2.0TypeB、USB2.0TypeA、イーサネット
ワイヤレス接続：802.11b/g/n、Bluetooth2.1+EDR
内蔵メモリ：最大16GB■酸素センサ

パラメータ

酸素濃度
範囲：0 - 100 %

精度：m.v.±1%■I RMA™ A X + マルチガスセンサ パラメータCO2
範囲：0 -10、10 - 15
精度：±0.2 Vol % + 読み値の2%、±0.3 Vol % + 読み値の2%N2O
範囲：0 - 100 精度：±2 Vol % + 読み値の2%
HAL、ISO、ENF
範囲：0 - 8
精度：±0.15 Vol % + 読み値の5%SEV
範囲：0 - 10
精度：±0.15 Vol % + 読み値の5%DES
範囲：0 - 22
精度：±0.15 Vol % + 読み値の5%■ガス状態設定
ATP、ATPD、ATPS、STP、STPD、STPS、BTPS、AP21
STP 21/1013、STPH（USA）、STP 0/1013、STPD 21/1013
STPD（USA）、STPD 0/1013、20/981、15/1013D、25/991D■標準付属アクセサリ
T ピ ー ス ：2 2 M x 2 2 M x 2 2 F
カ プ ラ ： 22 F x 2 2 F
カプラ ：22M x 22M
ア ダ プ タ ： 22 F ～ 9 - 11 mm ID チューブ
ア ダ プ タ ： 2 2 M ～ 9 - 11 mm ID チューブ
■オプションロ ー フ ロー セ ン サ
高 圧（1 0 b a r ）オ プ シ ョ ン
高 圧 用 チュ ー ブ 2 m（ 接 続 アダプタ付）
I RMA ™ A X + マ ル チ ガ ス センサオプション
I RMA ™ エ ア ウ ェ イ ア ダ プタ：新生児用I RMA ™ エ ア ウ ェ イ ア ダ プタ：成人用
I RMA ™ R S 2 3 2 M - M ア ダプタ
O 2 / 空 気 ガ ス 混 合 オ プ シ ョン
本装置に適用できる全てのオプションリストにつきましては、弊社までお問い合わせください。

■パッケージ内容
v enTes t（ 本 体 ）A Cア ダ プ タ 、 標 準 付 属 ア クセサリ
ハ イ フ ロー セ ン サ 、 酸 素 センサ、テスト肺取 扱 説 明書（ 日 本 語 ）、 簡単操作ガイド（日本語）
保 証 書（ 保 証 期 間 ： 出 荷 日から1 年間）

パラメータ※温度補正・圧力補正あり（*） フローセンサの空気抵抗により、特にハイフローの場合、気道内圧センサでの測定値は、別の場所で測定された呼吸回路の測定値と異なる可能性があります。
（**） トリガー設定に依存します。

株式会社メッツはDatrend Systems社のアジアパシフィック公認サービスセンターです

輸入販売元

ホームページに
アクセス

代理店