4[Install]をクリックします。

10 [完了]をクリックします。

2

USBケーブルをPCに接続します。

24GHzレーダーモジュール評価キット

ST24ZS2シリーズ
スタートガイド※お使いの環境によりドライバのインストールが行われることがあります。終了までそのままお待ちください

No.ST208-0003-Q03(Rev1.0)

手順※インストール先を指定したい場合は、インストールマニュアルをご覧ください。

STEP1. ソフトウェアのインストール
STEP2. ソフトウェアの起動
STEP3. モジュールの接続
STEP4. キャリブレーション
STEP5. 距離測定
STEP6. 終了

5「ユーザーアカウント制御」画面が表示され、コンピュータへの変更許可を求められますので、許可します。

レーダーモジュール(ST24ZS2)UART-USB変換基板(モジュールと接続済み)
スタートガイド(本書)
CD-ROM(ソフトウェアインストーラ、説明書)
電波吸収体

6

インストールが開始します。インストールは自動的に進みますが、USBドライバのインストールで操作が必要になります。

7[Extract]をクリックします。

ソフトウェアでポートの選択をクリックします。

4

接続したモジュールが表示されますので、選択します。

以上で、ソフトウェアのインストールは完了です。

ご用意いただくもの

STEP2. ソフトウェアの起動

PC(対応OS) Windows7
Windows8.1
Windows10• USB2.0ケーブル(USB A-microB)•１ デスクトップの“Radar Kit App 2”を開きます。

STEP1. ソフトウェアのインストール!

3※お使いの環境により「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるまで時間がかかることがあります。

内容物
•••
•
•

11 引き続きインストールが自動で進みます。
すべて完了したら、[Close]をクリックします。

8

まだモジュールをPCへ接続しないでください。

[次へ]をクリックします。

2※COM**が複数表示される場合は、対象のモジュールを特定するため、一旦USBケーブルをPCから抜いて、ポートの選択をクリックします。この時リストに表示されていないものが、対象のモジュールです。

ソフトウェアが起動します。

5[Connect]をクリックします。

6

モジュールと通信ができると接続ボタンが緑の[Disconnect]ボタンに変わり、データの表示が開始されます。

ソフトウェアのインストールについては、付属CDROMの“ST24ZS2インストールマニュアル.pdf”に詳細があります。
１

PCの電源を入れ、付属のCD-ROMをセットします。

2

エクスプローラでCD-ROMを選択し、表示される“ST24ZS2_Setup.exe”を開きます。

39

ライセンスに同意します。

[同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。

引き続き、モジュールの接続を行います。

STEP3. モジュールの接続
１ USBケーブルをモジュールに接続されているUART-USB変換基板に接続します。

続いて、正しく測定を行う為にキャリブレーションを行います。
1

2

STEP4. キャリブレーション

電波吸収体を使用しないでキャリブレーションを行う方法もあります。一つは反射の無い空などの空間に向けて行う方法です。
もう一つは室内など反射の多い環境で、それらを含めてキャリブレーションを行う方法ですが、この方法は注意が必要です。
幾つかの反射を含めてキャリブレーションを行った
場合、ある反射がなくなると測定結果に影響を与えます。例えばターゲットによって、ある反射が遮られる場合などです。

正しく距離を測定するためには、ターゲットが存在しないときに受信信号がゼロになる必要があります。
ターゲットが存在しない時の受信信号をモジュールに記憶させる動作を、キャリブレーションと呼びます。
１ モジュールの正面から約20cm離した位置に電波吸収体を水平に置きます。

!
約20cm!

2スペクトラムの表示範囲は、先ほどの設定とは別にあります。変更するには[Setting]メニューの[View]をクリックします。
表示される画面でFFTのBin Rangeを設定し、[Set]をクリック後、[Close]をクリックします。

ターゲットからの反射が弱い場合、正確にターゲットとの距離を測定することができません。この場合、IFゲインを調整することで、測定することが可能になります。
IFゲインを変えるには、[Module]を選択し、IF Gainで希望のゲインを設定後[Set]をクリックします。

キャリブレーション時と測定時の、温度変化を含む環境の違いは、測定結果に影響を与えます。

STEP5. 距離測定
ソフトウェアに関する詳細はマニュアルをご参照く
ださい。マニュアルは付属のCD-ROMの“RadarKitApp2操作説明書.pdf”、もしくは、スタートメニューの[S-TAKAYA]→[ST24ZS2]→[manual]にあります。

モジュールと電波吸収体との距離を注意してください。距離が近いとモジュール自身の電波の回りこみを電波吸収体が遮ってしまい、正しくキャリブレーションができません。

ソフトウェアは標準の状態で、以下の項目を表示しています。
• IF波形ソフトウェアの[Module]を選択(クリック)し、Calibrationの[Set]をクリックします。

ターゲットの距離に応じた周波数が観測できます。

•••

スペクトラム

IF信号にFFTを行い、IF信号に含まれる各周波数の強度を表したものです。

STEP6. 終了!

１ [Disconnect]をクリックします。

IFゲインを変更すると、キャリブレーションをやり直す必要があります。

ゲインを変更し、キャリブレーションをやり直すと、ターゲットが測定しやすくなります。

ターゲットリスト

検出されたターゲットの一覧です。標準では強度が強い順に最大5個まで表示されます。

2[File]メニューの[Exit]をクリックします。

3

USBケーブルをPCから取り外します

観測ターゲット

標準ではターゲットリスト1番のターゲットが表示されます。

IF波形

ターゲットリスト

IFゲイン=14dB
スペクトラム3

注意事項

観測ターゲットモジュールの前にターゲットを置いてみてください。
距離が正しく表示されたでしょうか?

正しくキャリブレーションが行えたかIF信号の波形で確認します。
正しくキャリブレーションが行われると、IF信号から振幅がなくなります。

IFゲイン=26dB•

標準の状態では5m以下のターゲットだけを検出します。遠くのターゲットを検出したい場合は、[Target]を選択し、Target Rangeで希望の距離を設定します。

•••
•
•

ソフトウェアは標準の状態で、以下の項目を表示しています。

••

キャリブレーション前•キャリブレーション後•

4 電波吸収体を取り除きます。
3

4

本製品は、評価キットです。評価以外の目的には使用しないでください。
本製品またはソフトウェアの使用により生じたいかなる損害にも当社は責任を負いません。
ソフトウェアの仕様はお断りなく変更する場合があります。
本製品は「技術基準適合証明」を受けています。
技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください。
ケースを開けて分解することや改造することは法律で禁止されています。
日本国外での電波法に準じていませんので日本国内でのみ使用してください。
MicrosoftおよびWindowsは、米国MicrosoftCorporationの、米国およびそのほかの国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
ご使用の際は本製品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。