光赤外ユーザーズミーティング (2011年8月10日, 於：広島大)

北海道大学1.6m望遠鏡計画の北海道大学16m望遠鏡計画の進捗状況
北海道大学 渡辺誠

計画の概要 事業名「高度天文観測ネットワークの構築による先進的な宇宙理学教育研究の展開 」
 目的： 北海道大学と道内公共天文台が連携し宇宙観測ネットワ クと宇宙理学教育研究システムを構築
ネットワークと宇宙理学教育研究システムを構築
 特別教育研究経費（平成21年度～平成25年度）
 事業主体： 北海道大学，名寄市(名寄市立天文台)，
北海道大学 名寄市(名寄市立天文台)
陸別町(銀河の森天文台)
 計画のメインは，名寄への1.6m光学望遠鏡の設置計画のメインは 名寄への1 6m光学望遠鏡の設置
 北大内では，理学院・惑星宇宙グループが主体となって推進望遠鏡設置サイト

名寄

道立サンピラーパーク内（名寄市）
道立サンピラパ ク内（名寄市）
東経142度28分，北緯44度22分
標高151m標
札幌から車で3時間（220km），列車で2-3時間

名寄市との連携事業
建物は名寄市が建設
小型プラネタリウムを併設
2010年４月にオープン

梅雨がないのがメリット札幌シ イング（シーイング（DIMM））
Ｍｅｄｉａｎ = 1.77秒角

日本国内としては悪くないシ イング
日本国内としては悪くないシーイング夜間晴天率シーイング観測期間の気候から見積もり
シイング観測期間 気候 ら見積もり
観測期間

全夜数

観測実施夜数(快晴，晴または薄曇りの夜数)

快晴，晴または薄曇りの時間割合

快晴の時間割合

2010/1/14-17

4

324 %

0%

2010/2/26 3/3
2010/2/26-3/3

6

414 %

0%

2010/4/21-4/26

6429 %

0%

2010/6/9-6/15
20
0/6/9 6/ 5

7

677 %

57 %

上記期間合計231735 %

13 %冬季は悪 が 夏季はある程度晴れる
冬季は悪いが，夏季はある程度晴れる1.6m
ピリカ望遠鏡ナスミス焦点B
視野φ3’
Image Rotator< 900kg
2m x 2m

ナスミス焦点A
視野φ10’
Inst. Rotator< 500kg
2m x 2m

カセグレン焦点眼視

視野φ20’
Inst. Rotator< 500kg

高度5°まで指向可能

2010/11
設置作業開始2010/12
ミラー到着
望遠鏡ファーストライト
2011/2-3
MSI NICEフ
MSI,NICEファーストライト
ストライト

可視マルチスペクトル
撮像装置MSI近赤外エシェル分光器
近赤外シ ル分光器
NICE

結像性能 指向精度
結像性能・指向精度

ハルトマン定数 = 0.53秒角
0 53秒角仕様（0.3秒角以下）より少し悪い（現在，原因を調査中）

指向精度(補正後)
3.0秒角 RMS
（仕様: 5秒角RMS以下）（仕様秒角以下）

観測装置
カセグレン焦点• 可視マルチスペクトル撮像装置
視ペク
撮像装置 MSI (北大)0.36-1.05μm, 視野 3.3x3.3分角（0.39”/pixel）, 512x512pixel EM-CCD• 近赤外中分散
近赤外中分散エシェル分光器
シェル分光器 NICE (東大)0.9-2.4μm, 波長分解能～2600, 256x256 pixel HdCdTe Array• オカルティングマスクイメージャ－（東北大，開発中）
DMDを利用した形状可変マスク付きイメージャ－ CCD
DMDを利用した形状可変マスク付きイメージャ－,

ナスミス焦点Ａ• 可視撮像分光器NaCS (北大，開発中)
0.4-1μm, 視野 8x4分角（0.2”/pixel）,波長分解能～400, 2k x 1k pixel CCD

ナスミス焦点B• 中間赤外フ
中間赤外フーリエ分光器（東北大）
リエ分光器（東北大）
8-12μm, 分解能 0.5 cm^-1, FT/IR-620• 近赤外高分散エシェル分光器（東北大，開発中）
1-4μm, 波長分解能～20000-40000

可視マルチスペクトル撮像装置
可視マルチス
クトル撮像装置 MSI
波長域： 0.360.36-1.05
1.05 μm
視野： 3.3分角x3.3分角（0.39秒角/pixel）
フィルター：• 液晶可変フィルタ
液晶可変フィルター x 2台
VIS: 400-720nm, Δλ~10nm (@650nm)
SNIR: 650-1100nm, Δλ~10nm (@900nm)• 狭帯域フィルター
狭帯域フィルタ
360, 365, 370, 380, & 390nm, Δλ=10nm• 広帯域フィルター (B,V,Rc, Ic)
検出素子 512x512
検出素子：
12 12 pixel
i l EM-CCD
EM CCD (浜松ホトニクス)(浜松ホト ク )設置場所： カセグレン焦点
限界等級： B~19.8, V~19.8, R~19.6, I~18.6(60s積分, S/N=10)

多波長の狭帯域スペクトルイメ ジを効率よく取得する
多波長の狭帯域スペクトルイメージを効率よく取得する

MSI 光学系
光学系・機械系レイアウト
機械系レイアウト
CollimatorLensFocusing
Lens

EMCCD
C9100-13(Hamamatsu)

Liquid Crystal
Tunable Filter(CRi)
500mm

FilterFilt
WheelsThermalBox(~10℃)

MSI 組立・調整・設置
組立 調整 設置

レンズセル

匡体内部

ミラーマウントフィルターホイール

液晶フィルタ液晶フィルター
交換ステージMSI ファファーストライト観測
ストライト観測

62秒角

土星のマルチスペクトル撮像例
土星のマルチス
クトル撮像例 (2011/2)

550 nm

650 nm

750 nm

850 nm

885 nm

950 nm近赤外中分散 シェル分光器NICE
近赤外中分散エシェル分光器NICE
東大田中研にて開発 (Yamamuro et al. 2007)
波長域： 0.9
0 9-2
2.4μm
4μm
波長分解能： R ～2600
検出素子： 256x256 pixel HgTeCd Array (NICMOS3)
設置場所 カセグレン焦点に設置（MSIと同時搭載）
設置場所：
限界等級： ～11.0 (@1μm), ～10.3 (@2μm)(1200秒積分, S/N=10, 2秒角スリット)可視撮像分光装置
視撮像分光装置 NaCS
波長域： 0.4-1.0μm,
視野： 8分角 x 4分角 (0.2秒角/pixel）(0 2秒角/pixel）
波長分解能： R～400
検出素子： 2048x1024 pixel CCD (浜松ホトニクス)
設置場所： ナスミスA焦点
北大宇宙物理研究室にて開発（神戸大＆東大と共同開発）
2011年5月に仮のCCDを用いて撮像モードのファーストライト～1m

現状
2011年4月後半から本格運用開始
 土星・木星のスペクトルイメージング観測（北大）
土星 木星
ペクト イメ ジ グ観測（北大）
 Wolf-Rayet, Yellow-Hypergiant の赤外分光観測（NICEチーム） 大学間連携キャンペーン観測
大学間連携キャンン観測運用形態 体制
運用形態・体制• 運用＋観測人員– 実働：スタッフ1＋学生2（B4 - 1人，M1 - 1人）＋事務1– 持ち込み装置関係者（NICE,持ち込み装置関係者（NICE NaCS）
N CS）• 時間割り当て– ３ヶ月ごとにスケジューリンググ– 北大と持ち込み装置関係者から利用希望受付• 市民公開市開– 昼間望遠鏡公開：市立天文台開館日は常時（週5日）– 夜間一般観望会：毎週金土日（夕方～21:30）– 基本的に名寄市職員が担当