LC/MS用オンライン脱塩チューブ

ソルナック チューブ
困っていませんか？
★ リン酸塩緩衝液でのLC/MS測定★ TFAによるイオン化抑制★ Na, K付加イオンによる解析困難
インジェクター

おまかせください。
ソルナックが解決します！

バルブ

HPLCカラムライン
フィルター

ユニオン

質量分析計

UV検出器
ポンプ

ソルナック チューブ
溶離液

内径1.6mm

廃液

内径1mm◎ 流量 0.2 ~ 1.0 mL/min 対応◎ ディスポタイプ◎ 簡単操作 (UV検出器とMSの間に繋ぐだけ)

フィッティングは別売（内径1.6mmは、専用フィッティングが必要です）【特許第6609844号】

ソルナックチューブは３タイプ★

CFAN（アニオン交換＋カチオン交換）：リン酸塩緩衝液のオンラインLC/MS測定★

OOAN（カチオン交換） ：Na，Kなどの付加イオン削減★

CFOO（アニオン交換） ：リン酸,リン酸アンモニウム溶離液のオンラインLC/MS測定
トリフルオロ酢酸によるイオン化抑制の改善
使用可能溶離液※１ ：アセトニトリル，メタノール，水使用可能 pH ： 2～12

測定不可化合物※２ ：CFAN ・・・ リン酸基，スルホン酸基及び四級アンモニウム基などを持つ強イオン性化合物
OOAN ・・・ 四級アンモニウム基などを持つ強塩基性化合物
CFOO ・・・ リン酸基，スルホン酸基などを持つ強酸性化合物★ アプリケーションデータ https://www.sitsuryobunsekiya.com/download/★ CFAN：リン酸塩緩衝液でのLC/MS測定例★ OOAN：Na付加イオンの除去例
Subtract [MS: 7.2270-7.2603, MS: 7.3770-7.4270] / 20170726_SolnacTube_steroid_02 / …
5x10

ソルナックチューブ無Intensity

UVクロマトグラム(801806)

303 [M + H] +303.24

7.50[M + Na] +325357 [M + Na + MeOH] +357.255.00

325.222.500.00100150200250300350

400

450

500m/zm/z

TIC
クロマトグラム

Subtract [MS: 7.3218-7.4052, MS: 7.4885-7.5885] / 20170726_salnactube_OONH10100…

1.00
ソルナックチューブ有6x10(824594)

303 [M + H] +303.24

Intensity

0.75

保持時間 [min]

0.50

0.25
0.00

リン酸塩緩衝液でも、時間軸に沿った形でLC/MSの測定ができます。

100150200250300

350

400

450

mm/z/zNa付加イオンが小さくなります。

500

★ CFOO：トリフルオロ酢酸溶離液でのLC/MS負イオン測定例
0.1%TFA溶離液
ソルナックチューブ無マスクロ[1];148.03000..148.13000; / ESI- / 20180115_Met_neg03
0.1%TFA溶離液
強度 (60)60
ソルナックチューブ無MS[1];0.026..1.000; / ESI- / 20180115_Met_neg03
3x10

強度 (182503)

113.01113m/z 113

100

強度（ 182503 ）インタクトタンパク質の分析にも効果的！

40-0100

3.02520m/ z

200300質量電荷比(m/z)

0MS[1];0.028..0.980; / ESI- / 20180115_Met_CFOO_neg02
3x10

2.0
4.0
経過時間[min]
マスクロ[1];148.03000..148.13000; / ESI- / 20180115_Met_CFOO_neg02

6.0

保持時間（min）

ソルナックチューブ有強度 (368)

ソルナックチューブ有3.593350

強度 (182503)

3.59

3.643m/z 113

100

強度（1901）50-0m/ z

100

2003000

質量電荷比(m/z)

2.04.06.0経過時間[min]保持時間（min）

バッググラウンドのトリフルオロ酢酸強度が約1/100になります。

TFA溶離液でも分析種の負イオンを検出できます。

【ソルナック チューブ 価格】
商品名ソルナック チューブ CFAN

ソルナック チューブ OOAN

※4, ５（min)（％）

型番価格（円）

型番価格
（円）

0.3

1090以上CFAN10100-10

30,000

CFAN10100-50

125,000

0.8

2090以上CFAN16200-10

40,000

CFAN16200-50

160,000

0.30.3

1590以上OOAN10050-10

30,000OOAN10050-50

125,000

51.00.83090以上OOAN16100-10

40,000OOAN16100-50

160,000

10020.30.3

1590以上CFOO10100-1030,000

CFOO10100-50

125,000

15051.00.8

2090以上CFOO16150-1040,000CFOO16150-50160,000

耐圧

最大流量

(mm)

(mm)

(MPa)（mL/min） （mL/min）

1.010020.31.620051.01.05021.6100

ソルナック チューブ CFOO

1.01.6

酸性～弱塩基性化合物

弱酸性～塩基性化合物

50個入

脱塩率

※３

長さ

弱酸性～弱塩基性化合物

10個入

脱塩時間

内径

推奨流量

対象化合物

内径
商品名

耐圧最大流量

推奨流量

価格

内容

型番(mm)(MPa)（mL/min） （mL/min）（円）

ソルナック チューブ トライアルパック－０．３

CFAN10100, OOAN10050, CFOO10100 各２個入

1.0

20.3

0.3

TRY0.3-06

15,000ソルナック チューブ トライアルパック－０．８

CFAN16200, OOAN16100, CFOO16150 各２個入

1.651.00.8

TRY0.8-06

20,000【ソルナック チューブ 用アクセサリ価格】
写真番号

商品名数量

型番価格（円）①

PEEKインラインフィルター 10μm

1個

8501

11,900②

PEEKフリッツ 10μm （インラインフィルター交換用）

5個

8511

16,500③

外径1/16インチ用フィッティング

10個

9002

5,500

④

外径1/16インチ用ユニオン

1個

9005

2,200

⑤

外径1/8インチ用フィッティング

1個

0522671,300⑥

外径1/8インチ用フェラル

1個

048949700⑦

外径1/8インチ用レデューシングユニオン

1個

9110

3,300－

ソルナックチューブ内径1.0ｍｍスターターキット（キット内容：①＋③＋④）

1式

AL56210

19,600－ソルナックチューブ内径1.6ｍｍスターターキット（キット内容：①＋③＋⑤×２＋⑥×２＋⑦×２）

1式

AL56216

28,000※１※２※３※４※５①内径1mm（外径1/16インチ） ③③④⑦ ③③⑥⑤⑤ 内径1.6mm（外径1/8インチ）⑥①②⑦

有機溶媒だけでは使用できません。水を20%以上含む必要がございます。
強イオン性化合物以外でも、ソルナック チューブに吸着してピークが消失したりブロード化することがございます。
10mMの塩を含んだ CH3CN/H2O=50/50 溶液を推奨流量で流した場合の値です。溶離液の条件によって変化します。
0分から脱塩時間終了までのトータルでの脱塩率です。
除去できないリン酸塩などがイオン源に付着することがございます。水で簡単に洗浄できるレベルですが、イオン源の洗浄に関してはご使用されている質量分析計の説明書に従って実施してください。リン酸塩がイオン源に付着した際の洗浄は補償いたしかねます。

製造元

エムエス・ソリューションズ株式会社〒187-0035 東京都小平市小川西町 2-18-13
E-mail : info@sitsuryobunsekiya.com
URL : https://www.sitsuryobunsekiya.com/

販売元

アルテア技研株式会社〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3
E-mail : support.sales@altair.co.jp
URL : https://www.altair.co.jp/
TEL : 045-473-6211 FAX : 045-473-2884

MSSOL-F24001, 2024.04.26