心電図記憶装置 ●EP-201 ●EP-202（※）

管理医療機器 特定保守管理医療機器※保険 適用機 種

実物大手のひらに収まる「安心」
いつでも、どこでも気になったときに測定できるいつでも、どこでも。
特長と機能軽量・コンパクト

手のひらサイズのE P - 2 01/202は重量もわずか120gと軽量。
ポケットに入れて携 帯できます。

１２回分の測定データを保存

E P - 2 0 1 / 2 0 2は１２回 分の測 定データを保 存することができます。
また 、測 定 デ ータはリズムや 波 形をもとにＡ〜Ｄのグル ープに自動的に分けられます。 測 定日時とともに、デ ータの削 除や出力のときの目印として便 利です。
※ １データの記録時間は２４秒です。

※ データの保存件数が１２件を超える場合には、測定開始の際に上書き確認のメッセージが表示されます。 上書きを行うと古いデータから削除されます。

連続測定１００回以上、電池残量も一目でわかる省エネ設 計 の E P - 2 0 1 / 2 0 2 は 単４形アルカリ乾 電 池２本で1 0 0 回以上の連続測定が可能です。電池残量も液晶部分に表示されます。
※ バックライトの点灯時間などに影響を受けるため、電池の寿命は前後します。

かんたん操作でかんたん心電図測定
E P - 2 0 1 / 2 0 2での基 本 的な測 定は、本 体を右 手に握って約３０秒 間 、胸にあてるだけのシンプルなものです。 測 定までの操 作もシンプル。電 源を入れてからボタンひとつで測 定を開始することができます。また、液晶表示は照度センサーが暗さを感知してバックライトを自動点灯します。

測定波形のリアルタイム表示
測定中の心電波形と心拍数をリアルタイムで表示します。

測定終了後も心電図を確認でき、波形の拡大／縮小表示も可能です。

コメント表示機能
測定後に波形やリズムなどについてのコメントを表示。

セルフメディケーションに役立ちます。

コメント表示のON／OFF切替も可能です。

R-R グラフ
心拍動ごとの心拍数（計算上）の変動をグラフにすることで心拍動のリズムを示します。

保険適用（EP-202のみ）
D208 心電図検査
携 帯 型 発 作 時 心 電 図 記 憶伝達装置使用心電図検査150点

増 加傾向にある心 臓 病は２１世 紀の課 題・・・・
増 加 する 心 臓 疾 患 の 予 防 対 策 に は 、心 電 図 の「 定 期 的 な 測 定 」と「 異 常 を 感 じ た そ のとき の 測 定 」が 重 要 な 鍵 で す。

EP-201/202は、いつでも、どこでも簡単に心電図の測定が可能です。 また、測定したデータのアナログ／シリアル出力（※）

が可能。医師が診断を行う上でも役立ちます。

※シリアル出力はEP-202のみ。

様々な場面でお使いいただけます
院外で診察室で病棟でその他携帯性に優れているので、往診や訪問看護にも最適です。患者様へレンタルすることで術 後のフォローやセルフメディケ ーションにもたいへん役に立ちます。

本 体 電 極 による測 定では 、さっと取り出せて、聴診器感覚で心電図測定を行えば、心疾患の早期発見、予防になります。

ナースに1 人に1 台 、検 温 、検 脈 時などバイタルチェック時に、心電図測 定も短 時 間で行うことができます。

複 雑 な 操 作 を 必 要としないので、老健施設や事業所など、様々な場面でお使いいただけます。

様々な測定方法

外部電極を用いての測定（※2）

外部電極の貼付け例（※3）

E P - 2 0 2 で は 専 用 の 誘 導 電 極コ ードを用 いて測 定 することが 可 能 です。 誘 導 電極コ ードをを使 用すれ ば 、体 動 などによるノイズ の 混 入 を 防 ぎ、安 定した 心 電 波 形を得ることが 可 能となります。

第Ⅰ誘導（※1）(右手〜左手)

Ⅰ(­)

(＋)

(Ｎ)

(­)

Ⅲ
第 Ⅱ 誘導(右手〜左腹部)

(＋)

(Ｎ)

(­)

Ⅱ(Ｎ)

※1：個人差により測定できない場合があります。

※3：電極の貼付け方に関しては専門の医師に相談して下さい。

※2：外部電極の使用については、専門の医師にご相談下さい。

その他の機能(＋)

EP-201

心電図
お名前

パラマ・テック

日付

2004/09/02

18:05

2.0

外部出力による診 断のサポート
EP-202は心電波形のアナログ出力のほかに、シリアル

1.0

EP-202

アナログ出力レコ ー ダ ー
心 電 計 など

0.0-1.0-2.00

12345(秒)67891011(秒)12131415

1617(秒)

181920212223(秒)242526272829(秒)

2.0

1.0

出力が可能ですので、測定した心電図をお使いのPCで0.0-1.0表示することが可能です。

-2.0

シリアル出力プリントアウトもワンクリックで行えます。

2.0

1.00.0-1.0

アナログ出力ケーブル

シリアル(RS-232C)
出力ケーブル（※）

波形表示ソフト
EP-Station

-2.0
2.0

1.00.0-1.0-2.0
2.0

1.0

0.0

-1.0

(オプション)(EP-202に付属)専門医による心 電 図 相 談サービス
PCに取り込んだ心電図データを専門の医師に相談できる有料(EP-202に付属)-2.0(A4用紙による出力例)

専門医

波形表示ソフト
EP-Station Net
専用サーバ

サービスです。 専用サーバに送信した心電図データは循環器のプロフェッショナルにより迅速にチェックされます。 もしも、

1 相談

心電図に何らかの異常が認められる場合には、「 かかりつけの医師に相談してみては?」などのアドバイスが得られます。

プリントアウト2 アドバイス3 結果チェック

(EP-202オプション)※USB接続をおこなう場合は、USB-シリアル変換ケーブルが必要です。

各部の名称と機能
表

面
電源ボタン

決定ボタン

照度センサー

選択した項目の決定や、画面の切り替え等に使用します。

明 るさを 感 知して、暗 い 場 所 で は 表 示 部 にバックライトを点灯します。(測定中は消灯)

電極

移動ボタン

本体を握って測定する場合、胸などにあてる電極です。

裏

項目の選択や、測定した波形の移動・拡大・縮小表示の際に使用します。

面

電池カバー
電極
本体を右手で握る部分です。

誘導コード接続端子（EP-202のみ）

シリアル入出力接続端子（EP-202のみ）

アナログ出力端子

専用のケーブルを使用してシリアル入力対応の機器に接続すれば、測定した心電図を出力することができます。

専用のケーブルを使用してアナログ入力対応の機器に接続すれば、測定した心電図を出力することができます。

付属品／オプション仕様
EP-201

EP-202単４形 ア ル カリ 乾 電 池２本

○

○

取扱説明書

○

○

冊 子「 か ん た ん 心 電 図 」○○

ソ フト ケ ー ス

○

○

保証書

○

○

波 形 表 示 ソ フトー○

誘 導 電 極 コ ードー○（オプション）シリアル出力ケーブル（※1）

ー○

アナログ出力ケーブル（※2）○（オプション）○（オプション）電源単４形 ア ル カリ 乾 電 池２本

標準感度

1 0 m m / m V ±5 %出 力 インピ ー ダンス

1 0 0 Ω以 下

誘導方式

胸部誘導表示心 電 波 形 を グ ラ フィック 液 晶 に 表 示

メ モリ ー

２４秒×１２回 分 の 心 電 波 形

波形出力方式ア ナ ロ グ 出 力 , シリア ル 出 力 ( シリア ル 出 力 は E P - 2 0 2 の み )波形出力感度

0.5 ± 0.05 V

電撃保護

内部電源機器 B形

使用環境温度0 〜＋ 4 0 ℃

寸法(W) 124 mm × (H) 18 mm × (D) 60 mm

重量120 g

医療機器承認番号［EP-201］214OOBZZ00046000［EP-202］21400BZZ00387000※1 USB接続をおこなう場合は、USB-シリアル変換ケーブルが必要です。
※2 対応機種などついてはお問い合わせください。

EP-201C／EP-202C［海外版］＊製 品 お よ び 付 属 品 の 仕 様・外 観 は 改 良 の た め 予 告 な く変 更 す る こと が あ りま す 。

ご注意
使用に関するご注意

本 装 置は医 師の診 断をサポートする医 療 機 器です。測 定 結 果は自己判 断せずに必ず医 師の診 断を仰いでください。
Reliable

CompactSafe

Easy to use※詳細についてはお問い合わせください。

安全に関するご注意

ご使用の前には必ず付 属の取 扱 説 明 書をよくお読みになり、正しくお使いください。

http://www.parama-tech.com/
株式会社 パラマ・テック
福岡県福岡市東区社領2-19-8

本社
名 古 屋
大
阪広
島福岡

TEL (092)623-0813
TEL (052)735-7571
TEL (06)6371-1131
TEL (082)239-8360
TEL (092)623-0790

株式会社

東京パラマ・テック

FAX (092)623-0814
FAX (052)735-7572
FAX (06)6371-1135
FAX (082)537-0163
FAX (092)623-0814

東京都文京区湯島2-31-22

本仙札社
台
幌

TEL (03)3813-3221
TEL (022)227-3441
TEL (011)757-5181

FAX (03)3813-3229
FAX (022)227-3440
FAX (011)757-5182