SPECIFICATION SHEET
卓上型ハイブリッド微粒子計

TPL−122型

卓上型ハイブリッド微粒子計は，浄水場または膜処理施設の出口水の濁度と微粒子個数濃度を測定する装置です。
クリプトスポリジウム暫定対策指針によるろ過池0.1度以下の濁度管理に対応した製品で，微粒子個数計測と合わせ高精度に水質管理が行えます。

特長○ 前方散乱光／光遮断微粒子カウント式により超低濁度測定と微粒子監視ができます。
○ 濁度と微粒子個数濃度（最大10個の粒子径設定可能）を同時に測定・出力できます。
○ 0.5〜100μmの広範囲な微粒子測定によりろ過池管理と制御が可能です。
○ 連続測定ができます。
（加圧試料水の供給が必要）

標準仕様
製品
名：卓上型ハイブリッド微粒子計
型
名：TPL−122型
測 定 対 象：浄水場のろ過池の出口水，浄水場の膜処理設
備の出口水
測 定 方 式：前方散乱方式／光遮断方式・バッチ，連続測定
光源：半導体レーザ，FTU
測 定 範 囲：（1）濁度；0.0000〜2.0000度（カオリン）（ホルマジン），度（混合PSL）および単位（2）微粒子個数濃度；0〜105個/mL（注）粒径により，最大値は異なる。
最 小 表 示 値：0.0001
繰 り 返 し 性：（1）濁度；±2％FS（0〜0.5000）±5％FS（0.5001〜2.0000）（2）微粒子個数濃度；±5％FS（0.5，5，10μmのとき）
直線性：（1）濁度；±2.5％FS（0〜0.5000）±5％FS（0.5001〜2.0000）（2）微粒子個数濃度；±5％FS（0.5，5μmのとき）
測 定 モ ー ド：濁度と微粒子個数濃度（差分／累積選択）
粒 径 区 分：0.5〜100μmの中から10ch選択
可 測 粒 径：0.35μm〜400μm（最大設定粒径は100μm）
試 料 流 量：50±5mL/分

プリンタ出力周期 ：ポンプ，サンプラー；30秒，1分連続；10秒，30秒，1，2，10，30，60分
表
示：（1）測定値；デジタル表示
1濁度表示範囲；0.0000〜2.0000
2微粒子個数濃度表示範囲；0〜99999
個/mL
3濁度/微粒子個数濃度表示はキー操作により選択切り替え（2）警報表示
1濁度異常または個数濃度異常（各設定値以上）…デジタル表示点滅
2セル汚れ異常ベースライン電圧が設定値以上…測定値とCELの交互表示
ベースライン電圧が4V以上…CEL固定表示
3半導体レーザ異常…Ldの表示
4検出器伝送異常…CoMの表示
設 定 機 能：（1）年月日・時刻（2）測定回数（3）上限値（濁度／微粒子個数濃度／ベースライン電圧）（4）移動平均（3〜10回）連続測定のみ（5）濁度校正単位（度，FTU）（6）表示周期10秒固定
出 力 信 号：（1）RS−485出力；Modbus準拠（2）RS−232C出力；プリンター出力
注意；同時使用できない。ソフトにより切替。

R S −4 8 5 伝 送：通信項目；濁度，粒径区分と微粒子個数濃度，機器情報・設定値情報（アナログ出力chなど）
プロトコル
通信速度
同期方式
スタートビット
ストップビット
データ長
パリティ
伝送手順
伝送距離

設置条件
（1）直射日光が当たらない場所を選ぶこと。
（2）保守や点検が行える十分なスペースがある場所

9600bpsまたは19200bps
調歩同期
1 ビット
1 ビット
8 ビット
偶数Modbus プロトコル準拠
最大500m（3）雰囲気の清浄な場所を選ぶこと。
腐食性ガスがある場所を避けること。

RS−232C伝送：出力項目；濁度，粒径区分と微粒子個数濃度，年月日・時刻
プロトコル
信号線の接続
通信速度
9600bps
ピン番号 信号名
同期方式
調歩同期
1
スタートビット 1 ビット
2
RXD
ストップビット 1 ビット
3
TXD
データ長8 ビット4
パリティなし
5GND
伝送手順
無手順
6
伝送距離5m まで
7
RTS
8CTS
9

注意事項
（1）測定中に試料容器が空にならないように注意してください。
（2）試料水と室温差が10℃以上ある場合には，15分以上室温保持後，測定してください。または加圧サンプラーを別途手配してください。
（気泡影響）（3）内蔵ポンプによる連続測定はできません。加圧連続測定用ユニットを別途手配してください。
（4）連続測定の際は，24時間毎を目安に純水洗浄してください。

試 料 水 条 件：断水または停滞しないこと
水質；白濁していないこと
温度；5〜40℃（凍結しないこと）採取量；約1L/分
周 囲 温 度：5〜40℃（凍結しないこと）（結露しないこと）周 囲 湿 度：35〜85％R.H.
電源：AC 100V±10％，50/60Hz
消 費 電 力：100VA以下
質量：約12kg
本体接液部材質：合成石英，ふっ素樹脂，ふっ素ゴム（O−リング）
配 管 接 続 口：給水口；外径φ4用ふっ素樹脂ユニオン
排水口；外径φ4用ふっ素樹脂ユニオンmm
外 形 寸 法：350（W）×312（H）×262（D）
構
造：屋内型
塗装
色：マンセル5GY8/0.5半ツヤ

検出部を詰まらせる可能性があります。長期連続使用する場合は設置型TPF−112型を検討してください。

−2−

測定原理

（前方散乱光微粒子カウント式／光遮断微粒子カウント式）
透明石英セル

レンズ

LD
ビームストップ

透明石英セルフォトダイオード

LD

ピンホール

光散乱パーティクルセンサの光学系

フォトダイオード

スリット

光遮断パーティクルセンサの光学系

しきい値
しきい値

微粒子による散乱光パルス

微粒子による光遮断パルス

微粒子個数濃度濁

レーザダイオードから光ビームを測定液体に向けて照試料水中に単分散の微粒子（粒径d）が含まれていると度

き，濁度は以下のように表されます。

射すると，液体中の微粒子により光ビームは散乱（遮断）されます。散乱光および直進光を電気信号に変換すると，

D＝ndCd微粒子がビーム照射領域を通過する度に，粒径に応じた波高値を持つパルス信号が観測されます。

ここで，n dは単位体積当たりの微粒子個数濃度，C d

これらのパルス信号の数は，測定液体中の微粒子個数はMieの光散乱理論によるシミュレーションにより求め濃度に対応し，波高値の大きさに応じた区分毎にパルスを数えれば各区分毎の微粒子個数濃度を測定できます。

られる粒径dの微粒子の散乱断面積です。
実際の試料水は様々な粒径を持つ微粒子が含まれているので，各粒径の微粒子個数濃度と散乱断面積を乗じた値を各々足しあわせて濁度としなければなりません。装置としては便宜上，粒径をM個の区分に分けて微粒子の個数濃度を測定した結果と各区分の平均散乱断面積を用いて，以下の様に濁度を測定します。
M

D＝Σ niCi
i=1−3−外形寸法図

単位：mm26216350

電源スイッチ

操作パネル
99.5

取手
測定モード切替スイッチ297.5

光遮断式光学系シリカゲル

198

前方散乱式光学系シリカゲル

15

流量調製つまみ

流量RS−485
ネジ端子台（M4）

排水口（コネクター）
チューブ外径φ4用
給水口（コネクター）
チューブ外径φ4用

RS−232Cコネクター
D−Sub9ピンオス

ゴム脚

サービスコンセント

電源ヒューズ
電源インレット

フローシート

プラグ

3方SV
MLV−3
Y形ストレーナーポンプ
BPH−414ｉPT

SV1

光遮断用
フローセル
φ4/3ふっ素樹脂チューブ 前方散乱用
フローセル
給水口
マスフロー

3方SV
SV2

プラグ
排水口

CVR−PVC
流量計
P100−01Lふっ素樹脂容器

配管：ふっ素樹脂φ4/φ3，スポンジチューブφ12/φ4−4−外形寸法図単位：mm● 加圧連続ユニット

ポンプ：MDG−M2S
約322

試料水入口（ポンプ未使用時）

210

φ14約95

φ8／6チューブ用継手
210

試料水入口

15約395

加圧脱泡槽

ボールバルブ：Type21
レギュレーター：SRH3100

フローシート
給水口

加圧連続測定バイパス排水
加圧脱泡槽
ドレン排水
試料水59KPa以上
吸引ポンプ
レギュレーター−5−

試料水59KPa以下

外形寸法図単位：mm● 加圧サンプラー

DF加圧サンプラーC
圧力H
フューズ2A

E262

約280G
B

K

J

FUSE

A

加圧停止電源6410

200約32仕様
塗装色：マンセル5GY 8.5/0.5
半ツヤ
質 量：約8.5kg

フローシート
サイレンサ
フィルターエレメント

圧力計

エアフィルターポンプ
レギュレーター

3ボート
試料水出口
バルブ

ボールバルブ
加圧容器
ドレン

配管材
φ6/φ4ポリウレタンチューブ

−6−

フィルター
50JP

記号

品 名A
B
C
D
EF
G
H
J
K

容器押さえ金具
クランプ
加圧容器
試料水出口
加圧停止スイッチ
圧力計
レギュレーター
電源ヒューズ
電源スイッチ
取手

外形寸法図単位：mm● プリンター1.ブラテンカバーオープン時，オープンスペースが必要です。
約127.7（D）mm，約98.2（H）mmとなります。
2.用紙収納容量最大外径はφ50mmです。

ブラテンカバー78

ブラテンカバー
リリースボタン

電源スイッチ

feedスイッチ
59

定格銘版

112

壁掛け専用穴プリンター固定ねじ穴（M3専用）

68.4(54.5)

用紙排出口

A(1:1)A−7−

TPL122−0−

製品コード1ABC
101A0101209

電源
AC 100V，50/60Hz
濁度校正物質および単位
0〜2（ カオリン，単位：度）0〜2（ ホルマジン，単位：FTU）
0〜2（ 混合PSL，単位：度）
測定モード
濁度および個数濃度（0.5〜100μm）
プリンターなし
あり
伝送
RS−232C／RS−485
加圧サンプラー＊1. ユニットA：バルブ，レギュレーター，なし
あり
脱泡槽で構成されています。
加圧連続ユニット＊2. ユニットB：バルブ，レギュレーター，なし
脱泡槽，外付けポンプで構成されていまあり（ユニットＡ＊1）あり（ユニットＢ＊2）
す。
非標準仕様＊3. 非標準仕様がありの場合は，営業窓口まなし
でお問い合わせください。
あり＊3

補用品リスト●年間予備品

コードNo.
7539170K品 名
数量0.05mol/L しゅう酸（500mL） 3本
シリカゲル（500g）1本●保守品

コードNo.
143C160
143C649
127K218
116D050
117J758
134G287
117E0707539230K
140G0217539150K
125B536
136C340131H018
104A0037539200U
7539210U
7539220U

品 名
0.05mol/L しゅう酸
シリカゲル
流量計
ふっ素樹脂チューブ
ストレーナー用フィルタエレメント
マスフローコントローラ
マスフローコントローラ用オリフィス
マスフローコントローラ用Oリング
洗浄ブラシ
洗浄ブラシ
ポンプ（内蔵用）
ふっ素樹脂試料水 容器1L
プリンター用感熱紙
ヒューズ
加圧サンプラー
加圧連続ユニットA
加圧連続ユニットB

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

数量
1本1本1個2m
1個1個1個1式
1本1本1個
1個10個1本
1式
1式
1式

備考

500mL
500g
P100
φ4／φ3mm

Oリング（P−7 4種D），（P−10A 4種D）
各4個入り
光遮断用
前方散乱用

バルブ，レギュレーター，脱泡槽
バルブ，レギュレーター，脱泡槽，外付けポンプ●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2021年11月作成