SPECIFICATION SHEET
大気中二酸化硫黄測定装置
大気中二酸化硫黄計

GFS−352B型
GFS−312B型

環境省デジタルテレメーター共通仕様に対応
本装置は，「紫外線蛍光方式」を採用した大気中の二酸測定装置です。
化硫黄
（SO2）
独自の光学系および測定システムを採用していますので，大気中の微量なSO2を安定に測定することができます。
本測定装置の仕様については JIS B 7952：2004を基本にしています。

（校正装置はオプション）特長○ 紫外線蛍光方式の干渉成分である芳香族炭化水素および水分は当社独自技術による除去装置を内蔵し，指示値への影響はほとんどありません。

○ CFカードは前面から着脱できます。

注）CFカードに記録できるデーター数は下記の通りです。
（CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です。
）○ 液晶タッチパネルを採用し，操作は対話方式とするこ

データーの例（256MB）：約12年分（通常記録のみ）とで設定を容易にしました。また，液晶上で各デー○ キャスターなしを標準仕様とし，アルミフレームを採ターの履歴表示や推移グラフを簡単に表示できます。
○ メンテナンス性を考慮しオープンフレームタイプの架台を採用しました。
○ ダストフィルターを計器前面パネルに設置することにより汚れの確認や交換が容易に行えます。

用することで地震の際の安定性を確保しました。
また，オプションのキャスター付きを選択した場合には従来よりもキャスター間隔を広く取り，輸送時の安定性を考慮しました。
○ 352B型の記録計は，記録紙上に測定値（1時間平均値）○ Ethernetインターフェースユニット（オプション）を搭や日報，アラーム情報などを印字します。また，停電載することで，LAN経由でデーター収集やリモートなどによる時刻と記録紙のずれを電源復旧時に自動的操作も可能です。また，ネットワークユニット（オプシに記録紙を早送りし，時刻とのずれを補正します。

ョン）を接続することで，従来の100シリーズおよび○ 光学系の改良により，干渉成分の影響を低減しました。

200シリーズと同様のネットワークで加入電話回線を○ 塗装をなくし，製造段階で発生するVOCを抑え，環経由し，データーを収集することができます。
○ 分析計に記録された測定値（瞬時値，1時間平均値）や分析計内の状態（温度，圧力，流量）およびゼロ偏差，スパン係数，アラーム，イベントの履歴を注）CFカード（オプション）へ記録することができます。CFカードのファイルは，CSVファイルとなっているためデーター編集が容易に可能です。また，データー種類（1分値，1時間値，アラーム，イベントなど）も年または月単位で分けられており，データー整理が簡易的に行えます。

境に配慮した設計となっています。

標準仕様
製品

名：大気中二酸化硫黄測定装置
大気中二酸化硫黄計型
名：GFS−352B / GFS−312B
測 定 対 象：大気中の二酸化硫黄（SO2）測 定 方 式：紫外線蛍光方式
測 定 範 囲：0〜0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm（2, 5, 10, 20ppmはオプション）
瞬 時 値；手動/自動切り替え
1時間平均値；手動/自動切り替え
記 録 方 式：高機能記録計によるSO2の瞬時値および1 時間平均値
入 出 力 信 号：
ア ナ ロ グ；DC 0〜1V
伝 送 出 力 （入出力絶縁，ただし各出力信号間非絶縁）
瞬時値および1時間平均値（内部抵抗 500Ω以下，負荷抵抗 100kΩ以上）
接点出力信号；瞬時値測定レンジ信号
平均値測定レンジ信号
計器調整中信号
電源断信号
校正中信号
警報信号
接点容量…DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下
接点入力信号；外部リセット信号
自動校正スタート信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
接点閉時間…200ms〜300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
注）外部リセット信号および自動校正スタート
信号は観測局停止信号が閉の時のみ有効

直線性（指示誤差）：± 1 ％FS以内
繰 返 し 性：± 1 ％FS以内（1％FS）以内
最小検出限界：0.5ppb
安定性：ゼロドリフト…±1 ppb/日以内±2 ppb/週以内
スパンドリフト…±1％FS/日以内±2％FS/週以内
応 答 時 間：3 min以内（90％応答）
干渉成分の影響：水分の影響；
約2.5vol％の水分の影響が±4％以内
トルエンの影響；2.5ppb（5％FS）
以下
暖 機 時 間：約 3 時間
周 囲 温・湿 度：0〜40℃，85％RH以下
電源：AC 100V±10V 50/60Hz 共通
消 費 電 力：最大120VA 平均70W
試料大気流量：約0.8L/min
外 形 寸 法：本体（GFS−352B）（W）×522（D）×919（H）mm
キャスターなし；400（W）×522（D）×988（H）mm
キャスターあり；474
分析部単体；399（W）×520（D）×216（H）
mm
質量：キャスターなし；約29kg（希釈装置を除く）
関 連 機 器：ネットワーク関連機器，ゼロスパンガス切替器
希釈装置，校正用ガス調製装置−2−測定原理
紫外線蛍光方式は，試料ガス中の二酸化硫黄（SO 2 ）が子が他の分子と衝突することによってエネルギーを失う

紫外線を吸収して生じる励起状態のSO 2 から発生する蛍こと（クエンチング）を示します。

光を利用し，その強度からSO 2の濃度を求めるものです。
この原理を示す反応機構は次式で表されます。

一般にSO 2 分子に紫外線を照射すると，次の三つの帯域で吸収が起こります。

SO 2+ hν1 → SO 2……（1）

このうち，帯域 1 および 2 は吸収が弱く，クエンチン

SO 2 → SO 2+ hν2……（2）グ現象（消光現象）が強いため，吸収が最も大きく，クエ（O）
SO 2 → SO 2+……（3）

ンチングが最も小さい帯域 3 を励起選択用光学フィル

SO 2 → SO 2+ M……（4）

ターで選択しています。
また，励起SO 2 の蛍光は選択用光学フィルターを通し

ここで（1）はSO 2 が紫外線によるエネルギーhν1を吸収て検出されます。

して励起された状態を，（2）は励起分子が基底状態に移なお，SO 2 以外の物質で蛍光を発するものはHCカッる際に光のエネルギーhν2を放出することを示します。
また，（3）は励起分子の光による分解を，（4）は励起分ターで除去します。

−3−

動作説明
試料大気は，ダストフィルター，試料/校正ガス切替

蛍光室内部で試料ガス中のSO2 は光源（キセノンフラッ

バルブを経てドライヤーに入り除湿され，HCカッターシュランプ）からの紫外線により励起され蛍光を発します。

で干渉成分である芳香族炭化水素類が除去され，蛍光室に入ります。

その蛍光強度を光電子増倍管（PMT）で検知し，SO2 濃度を求めます。

測定系統図
試料大気/校正ガス
切替バルブ

試料大気導入口

ドライヤー

HCカッターダストフィルター

校正ガス導入口

蛍光測光部

PMT

光源（キセノンフラッシュランプ）検出器
流量センサー
排出口

ポンプ

比較測光部

蛍光室

圧力センサー

外部端子図
SO2瞬時値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
SO2平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上

7071
72
73

50
515253

リセット信号入力
閉時間 200ms〜300s
内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）
観測局停止信号入力
テレメーター故障時接点 開内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）
SO2校正開始信号入力
閉時間 200ms〜300s
内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）

30
31
32
33
34

74

54

75

55

76

56

36

77

57

37

35

231

COM

233

38

130

0.05

140

39

131

0.1

141

40

132

0.2

142

41

133

0.5

143

42

134

1

144

43

232

COM

234

44

135

0.05

145

45

136

0.1

146

46

137

0.2

147

47

138

0.5

148

48

139

1

SO2瞬時値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

ppm

SO2平均値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

ppm

49149330※1 ア ラ ー ム：正常値になると自己復帰するアラーム※2 重アラーム：計器動作が停止し電源リセットを行わないと復帰しないアラーム−4−331SO2電源断信号
電源ヒューズ断時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
SO2アラーム信号1 ※1
警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
SO2アラーム信号2 ※2
重度の警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
SO2調整中計器調整時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
SO2校正中校正ガス導入中接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下

外形寸法図単位：mm● 大気中二酸化硫黄測定装置

GFS−352B型

399520大気中二酸化硫黄計

排出口

記録計

919

主電源スイッチ

988（キャスター付きの場合）

試料大気導入口

電源タップ
端子台（6P）

テレメーター
入出力端子

校正用ガス調整装置

標準ガス入口2722400（474）（キャスター付きの場合）● 大気中二酸化硫黄計

500

ETHERNET用コネクター（オプション）

GFS−312B型

520
20399

排気口
（CGU−60）

500

216

フィルター
ケース

スライドレール（オプション）−5−(58)

A面：オプション詳細
A面

製品コード● 大気中二酸化硫黄測定装置

GFS−352B型

GFS352B−0−電源
AC 100V 50/60Hz
測定範囲
0〜0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm（標準）記録計
高機能記録計（標準）特殊
通信機能＊1RS−232Cユニット（標準）ネットワークユニット（当社独自）
イーサネット（LAN）
伝送ユニット
外部端子ユニット付き（標準）
標準ガス希釈装置＊2
なし
CGU−60A スパン希釈1/100
CGU−60B スパン希釈1/1000
プリンター＊3なし（標準）あり
筐体（ラック）の形状
標準（キャスターなし）＊4
キャスター付き
特殊1119ABC1
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z01201129＊1.「通信ユニット」は，モデム通信やパソコンとの通信を行うための出力コネクタユニットのことです。
標準としては，単独通信用のRS−232Cを装着しますが，他計器を含めて行うときは，ネットワークユニットを選びます。
＊2. 校正用標準ガスボンベは，輸送および使用済み容器の取扱いなどに制約がありますので，販売窓口にご相談ください。
その他の関連品は下記を参照してください。
減圧弁
MSR−1S（コードNo.126D931）
ボンベ架台 （10L 1本立て用）（コードNo.136F001）
減圧弁〜希釈装置（CGU）間配管：ステンレスパイプφ2×3 3m（コードNo.6104600S）＊3. プリンター「あり」の場合は，RS−232C出力はできなくなります。
＊4. 輸送用に台車が必要となる場合があります。
注1. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。コードNo.6958270K
2. 英文仕様（海外向け）
は，GFS−312E型を適用ください。
3. 試料大気入口より，装置内部に雨水などが入るのを防ぐために，「集合採取分配管」（マニホールド）の使用をお薦めします。
集合採取分配管がご用意できない場合，試料大気入口に「フッ素樹脂製」または「硬質ガラス製」のミストトラップを設置することをお薦めします。

−6−

● 大気中二酸化硫黄計

GFS−312B型

GFS312B−0−
電源
AC 100V 50/60Hz
特殊
測定範囲
0〜0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm（標準）
特殊
通信ユニット＊1
RS−232Cユニット（標準）ネットワークユニット（当社独自）
イーサネット（LAN）
特殊
伝送出力＊2なし（標準）
外部端子ユニット付き（ボックス入り）
簡易外部端子ユニット
特殊
プリンター＊3なし（標準）あり
特殊1919A
BCZ
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z0129019＊1.「通信ユニット」は，モデム通信やパソコンとの通信を行うための出力コネクタユニットのことです。
標準としては，単独通信用のRS−232Cを装着しますが，他計器を含めて行うときは，ネットワークユニットを選びます。
＊2.「伝送出力や各種信号出力」が必要な場合は「外部端子ユニット付き」か「簡易外部端子ユニット」を選んでください。
「簡易外部端子ユニット」は背面パネルにアナログ伝送出力と接点入出力（レンジ信号は不可）をコネクタ出力させたものです。
アナログ伝送出力はDC 0〜1V標準でDC 4〜20mAも可能です。
詳細は販売窓口にお問い合わせください。
＊3. プリンター「あり」の場合は，RS−232C出力はできなくなります。
本製品コードは，分析部単体のものです。
19インチラックに組込むときは，ドライAP計用19インチラックDAP−19型の製品コードを参照く
ださい。
注1. 校正用標準ガスボンベは，輸送および使用済み容器の取扱いなどに制約がありますので，販売窓口にご相談ください。
その他の関連品は下記を参照してください。
（コードNo.126D931）
減圧弁
MSR−1S
ボンベ架台 （10L 1本立て用）（コードNo.136F001）
希釈装置
CGU−60A（1/100希尺）または CGU−60B（1/1000希尺）
減圧弁〜希釈装置（CGU）間配管：ステンレスパイプφ2×3 3m（コードNo.6104600S）
2. 試料大気入口より，装置内部に雨水などが入るのを防ぐために，「集合採取分配管」（マニホールド）の使用をお薦めします。
集合採取分配管がご用意できない場合，試料大気入口に「フッ素樹脂製」または「硬質ガラス製」のミストトラップを設置することをお薦めします。
3. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。コードNo.6958270K
4. 英文仕様（海外向け）は，GFS−312E型を適用ください。

−7−