SPECIFICATION SHEET
パネル型抵抗率計（ 2 チャンネル）AQM−210A型

小型で軽量なパネル取付け型2チャンネルの抵抗率計です。
半導体プラントなどの超純水抵抗率（0〜20MΩ・cm）を，−5〜120℃までの広い温度補償を行い測定します。
超純水の熱水殺菌処理工程付近での測定も可能です。
伝送出力（DC 4〜20mA 2回路）と警報出力（2回路 c接点），試料水温度を表示します。
RS−232Cデジタル出力を有しています。

特長○ コンパクトDIN96サイズです。

96mm×96mm（DIN規格）×171mmという小型軽量です。
○ 検出器を2本接続できます。

キー操作で，もう一方の測定値，2 つの測定値比，除去率，または，自動的に 5 秒間隔でそれぞれの表示を順番に切り替えることができます。

AR5−212型

AR4−212型○ セル定数調節機能付きです。

検出器を交換した場合，キー操作でセル定数を調整○ 伝送出力は絶縁型の DC 4〜20mA，2回路です。

入出力絶縁型ですから，あらゆる外部接続機器に対することによって正確な測定ができます。
○ デジタル通信出力RS−232Cを標準装備しています。

応できます。
○ 検出器と変換器の良否判断が手軽にできます。

○ 2点の警報点を設定できます。

測定値，2 つの測定値比，除去率に対応した警報点

検出器のコネクタを外し，検出器の代りに等価抵抗が 2 点設定できます。警報が発生するとアラーム表示

ユニットを接続することによって，検出器側と変換器と共に，無電圧接点を出力します。

側（ケーブルを含む）のいずれかに起因するトラブルであることを判断することができます。

構

成

図＜現検出器AB

場＞＜現場盤 / 計器室＞
AQM-210A型

専用ケーブル EC-10型

伝送出力A（最長 100m）

DC 4〜20mA
伝送出力B

受信計

RS−232C出力
AR型

ON-OFF

警報接点出力

電源供給
AC 100〜240V（定格）

記録計
DCSなど

標準仕様
検出器接続数：2本まで可
その他の機能：スケールオーバー表示…液晶表示が点滅
変換器の動作確認…等価抵抗ユニットによる（検出器含まず）
性
能：直 線 性…±0.5％FS以内
繰返し性…±0.3％FS以内（検出器含まず）
電源：AC 90〜264V，50/60Hz
消 費 電 力：約10VA
周 囲 温・湿 度：−10〜50℃，95％RH以下
質…アルミ，プラスチック
ケース：材
取付方法…パネル取付け
パネルカット…92（W）×92
（H）mm
×96
（H）
×171（D）mm
外 形 寸 法：96（W）
質量：約0.8kg

製品
名：パネル型抵抗率計型
名：AQM−210A
測 定 方 式：金属 2 電極式
測 定 範 囲：（0〜200k/2M/20M）〔0.1/cm〕
表 示…0〜20MΩ・cm
出 力…測定レンジの0〜25％/50％/100％25％以上に設定可
温 度…−5〜120℃※1 ※2，分解能0.1℃
表示：デジタル液晶表示（LCD）
温 度 補 償：補償範囲…−5〜120℃※3温度素子…サーミスタ（検出器に内蔵）
伝 送 出 力：絶縁型，DC 4〜20mA，負荷抵抗 650Ω以下，2回路，2つの測定値の比，除去率にも対応
警 報 機 能：回 路 数…2回路
設定範囲…測定値0〜FS，2 つの測定値の比，除去率にも対応
接点出力…無電圧 c 接点
接点容量…AC 250V 3A またはDC 30V 3A（抵抗負荷）
警報表示…警報が発生すると表示

外形寸法図

単位：mm

※1. 組合せ検出器により異なります。
※2. 温度表示は目安です。
※3. 但し液温が80℃以上になる場合は，温度ムラの急変がないように対処下さい。

取付パネル

端子台

171±5.58.5

9696

端子カバー

パネルカット寸法図
操作パネル

パネル枠

ケース

固定具

警報出力ライン

端子接続図
警報端子台

RS−232C 通信仕様

警報（ALM1）

警報（ALM2）

3033

背面板
3132

ALM1

伝送出力端子台

3435

検出器B端子台ALM2
170 +伝送1（OUT1）

CELL 23B

OUT 1471 -規格：JIS X5103に準拠
伝 送 方 式：非同期式 半二重通信
ボ ー レ ー ト：9600bps
デ ー タ 長：8bit
パリティチェック：ノンパリティ
ストップビット：1bit.

専用ケーブル（CELL B, 検出器B用）

5

伝送出力
ライン

E

1
272 +伝送2（OUT2）

CELL 3A
4OUT 273 - AC
90

専用ケーブル（CELL A, 検出器A用）

591

E

検出器A端子台

電源端子台
RS−232C
通信コネクタ（D−sub 9ピン ロックネジ No.4−40インチ）

電源ライン
アースライン

製品コード

AQM210A−1−
19A
Z
19YAZ
81912A
B
Z012349■ 組合せ検出器電源
AC 90〜264V 50/60Hz
特殊
測定・伝送レンジ（cell A）
標準（0〜20.00MΩ・cm セルコン0.1）
特殊＊1
組合せケーブル長さ＊230m以下
特殊（31m〜100m）
測定・伝送レンジ（cell B）
該当せず
標準（0〜20.00MΩ・cm セルコン0.1）
特殊＊1＊1. 標準レンジ0〜20.00MΩ・cm以外は，再調整組合せケーブル長さ＊2
該当せずが必要です。
30m以下
伝送出力範囲は，任意に設定できます。ただ特殊（31m〜100m）
し，測定表示範囲の25％以上の幅が必要です。
サンプル温度
例. 0〜20MΩ・cmでは，0〜5，0〜10，60℃未満
60℃以上＊35〜20MΩ・cmなど。
表記の形態＊2. 専用ケーブル，はEC−10型を別途ご用意くだ
標準さい。最長は100mですが，30m以上は再調整
英文指定
特殊となります。
組合せ検出器（同時製作）＊4 ＊3. 60℃以上の高温サンプルで社内検査を行いまなし
す。
AR4 1本＊4. 検出器と同時製作でない場合は，組合せ検出AR4 2本
AR5 1本器の型名と製造番号をお知らせください。
AR5 2本なお，検出器なしの場合は，抵抗プラグ
特殊（AR4用）またはチェック用抵抗器（AR5用）は付属されません。

標準仕様
製品
名：抵抗率計用検出器型
名：AR4−212 または AR5−212
セ ル 定 数：0.1/cm（内極に封入）測
温体：サーミスタ
被 検 液 条 件：温度…0〜100℃
圧力…0.5MPa以下
極…チタン材
質：電ブッシング…SUS316（テフロンコーティング）
シ ー ル…バイトン
コ ネ ク タ…プラスチック（AR4）コネクタボックス…ADC−12（AR5）配 管 接 続：R 3／4 ねじ込み
専用ケーブル：EC−10型，
外径φ8，標準長さ 5 m（最長100m），コネクタ（防滴構造）付き（AR4），コネクタボックス（防滴構造）付き（AR5）外形寸法図単位：mm

75±5.548±5.5（コネクタ）

コネクタボックス

標準 5 m（最長100m）

コネクタ
対辺29 六角R3／417取付ネジ

配線口

8取付ネジ

113±5.5144±5.582630

R3/423
電極部

AR4用

14AR4-212型

14AR5用

専用ケーブル（EC-10型）

AR5-212型

製品コード
AR4−212型（コネクタ式）

AR5−212型（コネクタボックス式）

AR52-1-

AR42-319129A
B
Z
12AR4−212
AR4−211019接続規格
3／4 ）標準
R 3／（PT4
特殊
組合せ変換器
抵抗率計
導電率計
特殊
ケース 接続規格 Rc1／4なし
あり（SUS316）
特殊
セル定数0.1/cm（AQM−100A/210A用標準セル）
0.01/cm
表記の形態
標準
英文指定
特殊19129ABZ
12AR5−212
AR5−21101
9接続規格3／4 ）標準R 3／（PT4
特殊組合せ変換器
抵抗率計
導電率計
特殊
ケース 接続規格 Rc1／4なし
あり（SUS316）
特殊
セル定数0.1/cm（AQM−100A/210A用標準セル）
0.01/cm
表記の形態
標準
英文指定
特殊