SPECIFICATION SHEET
電気伝導率計変換器（4線式）

WBM−160型

堅牢なアルミダイカスト製の 4 線式（AC フリー電源）
現場設置型電気伝導率計（ 2 電極式）変換器です。
4 種の基準セル定数を選定していただくことにより，超純水から工場排水まで広い測定範囲に対応できます。
電気伝導率値と水温の伝送出力DC 4〜20mAと，2点調節（上下限警報 c 接点）出力を装備しています。
組合せ検出器（電極）の詳細につきましては，別冊の工業用電気伝導率検出器スペックシートをご参照ください。
機 能・特 長○ 伝送出力範囲の変更

ご指定の測定範囲内において，伝送出力DC 4〜20mAを，25％幅以上で任意設定できます。
○ 温度測定表示と出力試料水の温度を測定表示（−5〜120℃）すると共に，伝送出力DC 4〜20mAを出力します。
○ 測定値の調整
測定値を 既 知 の電気伝導率値に合わせ込むことができます。
○ 前面の防水型シートキーで簡単操作
扉を開けずに，前面の防水型シートキーで設定変更などの操作を行えます。
○ 測定モードへの自動復帰
保守モードのまま 2 時間を経過すると，測定モードへ自動復帰します。
［オプション］○ RS−232C出力
パソコンへのデータ取り込みが可能です。
○ 電源断信号供給電源が遮断された時に，閉接点を出力します。
○ フード（日除け）
直射日光下設置の場合，必要です。
○ 重防食塗装
耐塩害，耐腐食性雰囲気に対応できます。

構

成標準仕様
製品
名：電気伝導率計変換器
型
名：WBM−160型
測 定 範 囲：セル定数4種類の中から選択することにより，次の1〜4タイプ選択指定。
（3レンジ）［セル定数］
表 示…1 0〜20μS/cm（0〜0.2/0〜2/0〜20μS/cm） ［0.01/cm］
2 0〜200μS/cm（0〜2/0〜20/0〜200μS/cm） ［0.1/cm］
3 0〜2000μS/cm（0〜20/0〜200/0〜2000μS/cm）［1.0/cm］
4 0〜20mS/cm（電磁誘導式を推奨）（0〜0.2/0〜2/0〜20mS/cm） ［10.0/cm］
温 度…−5〜120℃，最小表示0.1℃
温 度 補 償：−5〜120℃
温度補償精度：ケーブル長 20m未満±1.5％FS以内（等価抵抗入力にて）ケーブル長 20mから50mまで±2.0％FS以内（等価抵抗入力にて）伝送出力範囲：電気伝導率…測定範囲の25％幅以上（任意設定可能）温度……1℃単位で10℃幅以上（−5〜120℃の範囲で任意設定可能）

図
＜現場＞

＜計器室＞

WBM−160型

検出器
専用ケーブル

EC−10型（標準 20m以内）

伝送出力

受信計

DC 4〜20mA

調節（警報）接点（2点）出力ブザー
警報装置などON-OFF

A6型

AR型
AC 100〜240V

定格記録計
調節計
DCS など電源供給

性
能：直線性……±0.5％FS以内
但し，ケーブル長20〜50mでは（検出器含まず）±1.0％FS以内
繰返し性…±0.2％FS以内
象…電気伝導率調節（警報）機能：対調節（警報）点数…2点 c 接点
接点容量…AC 250V 3A以下（抵抗負荷）
DC 30V 3A以下（抵抗負荷）
設定範囲…任意設定可能（2点），0〜FS
電源断信号出力：電源断時は閉接点信号を出力（オプション） 接点容量…AC 250V 3A以下（抵抗負荷）表
示器：液晶表示器
伝 送 出 力：絶縁型…DC 4〜20mA，負荷抵抗 650Ω以下
電気伝導率と液温度（2回路コモン共通）
周 囲 温・湿 度：−20〜55℃，95％RH以下（ただし結露なきこと）

結線

図

電源：AC 90〜264V 50/60Hz
消 費 電 力：約10 VA
構
造：屋外設置，IP65（耐塵・防噴流型）
（W）
×180
（H）
×95（D）mm（水防栓含まず）
外 形 寸 法：181
取 付 方 法：50Aパイプ取付け（オプション：壁・ラック取付け）材
質：本体…アルミダイキャスト
窓 …ポリエステル樹脂
塗
装
色：メタリックシルバー
配線
口：ケーブルグランド 6 ヶ所
（外径φ6〜φ12ケーブル用）
ケーブルグランドを取外し，電線管接続可（G1／2×6）
質
量：約 2 kg

WBM−160型
1234専用ケーブル

12345E

電気伝導率伝送出力（OUT1）＋70−71

DC 4〜20mA
温度伝送出力（OUT2）＋72−73（AC IN）

9091

DC 4〜20mA

電源供給検出器（A6セルシリーズ）

AC 90〜264V

50/60Hz

E

アース
C 30
NO 31
NC 32
C 33
NO 34
NC 35

調節（警報）1 出力
電磁弁など
調節（警報）2 出力
電源断信号出力（オプション）

計器室などへ

単位：mm● ポール取り付け● 壁 または ラック取り付け

225
181
164

225
181
164
82

13995
フード（オプション）

13510外形寸法図

3637

表示部

180280
300

180

表示部
操作
パネル

50Aパイプ

ケーブル配線口4−φ5.8104

アース端子
アース端子

（10）

ケーブル配線口

(35)

（35）

操作
パネル

95
フード（オプション）（20）

製品コードWBM160A−2−
B−2−

測定・表示範囲（単位S/cm）（単位S/m）
電源
AC 90〜264V 50/60Hz
伝送出力
DC 4〜20mA
DC 4〜20mAおよびRS−232Cインターフェース付き
測定・表示範囲

A
12A〜

下表参照

NY

その他指定＊1
電気伝導率伝送出力範囲
標準測定範囲値
その他指定＊2
液温度伝送出力範囲（−5℃〜120℃）
0〜50℃
その他指定（1℃単位の10℃幅以上で任意設定可）
調節（警報）接点出力2点調節（警報）接点出力（2回路c接点）
2点調節（警報）接点出力（2回路c接点）+電源断信号（1回路a接点）
組合せケーブル長＊320m以下
その他指定（21〜50m）
取付金具
50Aパイプ取付用
壁・ラック取付用
電源・伝送・信号ケーブル配線口＊4
φ6〜φ12用ケーブルグランド（標準）
ケーブルグランドを取り外すと電線管用ねじG1／2
NPT1／2（アダプターを6個付属）
表面仕上げ（塗装）＊5標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊6なし
あり
フード（日除け）の有無
なし（標準）あり（50Aパイプ取付 ）（コードNo.7049930K）あり（壁取付 ）（コードNo.69304500）
表記の形態
和文（標準）
英文
組合せ検出器なし＊7同時製作

18AY010812012AB0101201AB＊1. 別表以外の測定・表示範囲を指定する場合は， その他指定 を選択し，指定範囲を販売窓口にお知らせください。
＊2. 伝送出力範囲は，任意に設定できます。ただし，測定表示範囲の25％以上の幅が必要です。
その他の指定を選択した場合は，指定範囲を販売窓口にお知らせください（電気伝導率，液温ともに）。
（最長50m）。
＊3. 専用ケーブルは，EC−10型をご下命ください＊4. 配線口は6箇所で φ6〜φ12ケーブルグランド付きですが，このケーブルグランドを取外すと電線管用ねじG 1／2です。
NPT 1／2の要求には，SUS316製アダプターが6個付属されますで，ケーブルグランドを取外して必要数を配線口に取付けてください。
尚，コンジット配管をしない配線口のケーブルグランドは，付けたままで栓（穴ふさぎ）として使用します。
＊5. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚100μm以上です。
＊6. 電源ラインと伝送ラインにセラミック サージ アレスター（簡易的）を取り付けます。
＊7. 検出器と同時製作でない場合は，組合せ検出器のデーター（製造番号等）を連絡いただく必要があります。

測定・表示範囲

単 位
Ａ
電気伝導率測定・表示範囲Ｓ／ｃｍ系
セル定数／ｃｍ.0000 〜.2000μＳ/cm
0.01

0.00

Ｓ／ｍ系
〜
20.00μＳ/m

Ｂ

0.000〜

2.000μＳ/cm

0.01

0.0〜

Ｃ0.00

〜

20.00μＳ/cm

0.01

0〜 2000μＳ/m

Ｄ

0.000

〜

2.000μＳ/cm

0.1.0000 〜

Ｅ

0.00

〜

20.00μＳ/cm

0.1

0.000

Ｆ

0.0〜

200.0μＳ/cm

0.1

0.00

Ｇ

0.00

〜

20.00μＳ/cm

1.0

Ｈ

0.0〜

200.0μＳ/cm

Ｊ0〜 2000μＳ/cm

Ｋ.0000 〜

Ｍ

0.000

Ｎ

0.00

Ｙ

指定

＊1

200.0μＳ/m

セル定数／ｍ11
1.2000mＳ/m

10〜

2.000mＳ/m

10〜

20.00mＳ/m

100.000〜

2.000mＳ/m

100

1.00.00〜

20.00mＳ/m

100

1.00.0〜

200.0mＳ/m

100.2000mＳ/cm

10.00.00〜

20.00mＳ/m

1000〜

2.000mＳ/cm

10.00.0〜

200.0mS/m

1000〜

20.00mＳ/cm

10.00〜 2000mＳ/m

1000

指定

＊1

注：セル定数10.0/cmの測定範囲は電磁誘導式の電気伝導率計を推奨します。

■ 組合せ検出器（代表例）材

製品
名：導電率検出器型
名：A6セル，ARセル
セ ル 定 数：A6セル…0.01/cm，0.1/cm，1.0/cm，ARセル（小型・純水用）…0.1/cm（内極に封入）測
温体：サーミスタ
試 料 水 条 件：温 度…0〜100℃
圧 力…1MPa以下
ARセルは0.5MPa以下

外形寸法図

質：電極…SUS316
ARセルはチタン
電極絶縁物…ガラス・PTFE
ARセルはFKM・PPS
取付部…SUS316
コネクタボックス…アルミ鋳物
ケース…SUS316 または PP（ポリプロピレン）
配 管 接 続：R 3／4 ねじ込み または フランジ接続
専用ケーブル：EC−10型（外径φ8）

単位：mm●ねじ込み式110±5.5

配線口

A 6−111型
A 6−112型
A 6−113型

AR4−212型

AR5−212型
75±5.548±5.5電極リード線

コネクタボックス
コネクタボックス

最低液面高さ取付ネジ

対辺29 六角

R3／4電極部

26 17

対辺29六角30 17245±10150±5.5

75

R3／4

配線口

取付ネジ
R3／4

113±5.5144±5.5

コネクタ

本体電極部

φ14φ14電極部
φ22.5 ＋0.2−0.5●フランジ式110±5.5●ステンレス製ケース付き

110±5.5

A 6−121型
A 6−122型
A 6−123型

A 6−141型
A 6−142型
A 6−143型
4−φ15

最低液面高さ308±10φ95

サンプル出口160±5.5

φ155245±10

φ120125±5.550164−φ1912110±5.5

フランジ規格：50A JIS 10K FF

12φ22.5 ＋0.2−0.5
φ95

4−φ15

フランジ規格：15A JIS 10K RF

サンプル入口

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2021年10月作成