振動式密度比重計

Density Specific Gravity Meter

DA-650DA-645DA-640Made in Kyoto / Japan

CN039DHistory
and
Sales

1961

京都電子工業株式会社創立

1969 本社・工場を京都市南区に建設移転

1970

国産初の振動式密度比重計「DA-101B」開発スタート

1973 第一次オイルショック

1978

国産初の振動式密度比重計「DA-101B」発売
新東京国際空港（成田空港）開港

1983 東京ディズニーランド開園

1987

国産初の振動式密度比重計「DA-101B」

第2世代機「DA-200/210」発売 JIS K2249「原油及び石油製品の密度試験方法」に振動式密度計が採用
国鉄分割民営化、JRグループの誕生

累計販売台数100台突破

1988 3月に青函トンネル、4月には瀬戸大橋が開通

1989
1990
1992

第3世代機「DA-300」発売、セル部温調に電子冷熱採用
ベルリンの壁崩壊、消費税スタート

累計販売台数500台突破

第3世代高精度機「DA-310」発売
秋篠宮殿下と川嶋紀子さん御成婚

JIS K0061「化学製品の密度及び比重測定方法」に
振動式密度計が採用
毛利衛さんが日本人初の宇宙飛行士として宇宙へ

累計販売台数1,000台突破

1993 皇太子殿下と小和田雅子さん御成婚、Ｊリーグが誕生

1996
1998
1999

第13改正 日本薬局方に振動式密度計が採用
野茂投手メジャーリーグで新人王、たまごっち発売

累計販売台数5,000台突破

第4世代機「DA-500/510」発売
日本語表示の大型ディスプレイ搭載
サッカーワールドカップフランス大会に日本が初出場

粘度補正機能搭載機「DA-505/520」発売「だんご3兄弟」が大ヒット

2000 シドニー五輪で高橋尚子選手が日本陸上女子初の金メダル

2004

清酒メータ「DA-105」発売、振動式密度計法が酒類のアルコール分測定法として国税庁に認められる

2006 トリノ冬期五輪フィギュアで荒川静香選手がアジア女性初の金メダル

2009
2012

累計販売台数10,000台突破

さらに進化した第5世代機「DA-600シリーズ」発売

JIS Z8804「液体の密度及び比重の測定方法」に振動式密度計が採用

累計販売台数20,000台突破

累計販売台数26,000台突破

累計販売台数30,000台突破

Go

Yasu

TakeshiHiro

Watanabe Nobuaki

Development
Team

Hide

JinchanKoji

Profile
「高精度」
「高性能」
「高機能」
「堅牢性」
「省エネ」
「コンパクト」
さらには、「価格据え置き」。
DA-600シリーズの開発ではお客様、代理店の方々、当社営業担当者からの様々な要望にすべて応える！
！
という高いハードルを設定したため、完成までに過去に例のない長い年月を要しました。
しかし、開発チームの若い力と情熱が見事に応えてくれたことで、素晴らしい製品が出来上がったと自負しています。
以下に紹介する開発チームのスタッフをはじめ、応援してくださった多くの方々に深く感謝いたします。

渡部 信明 Watanabe Nobuaki ●デベロップメントマネージャー
Go

Hide

●プログラマー●プログラマーDA-600シリーズはタッチパネルの採用をはじめ、当社が培ってきた技術に、さらに新しい技術を加えることは

従来モデルから飛躍的に進歩した新機能が満載です。

実は大変な作業でした。操作面で安心いただけるように「伝統」
を皆さまに喜んでいただけると幸いです。

崩すことなく盛り込んだDA-600シリーズに満足いただけると思います。

Yasu

Jinchan●ハードデザイナー●エレクトリカルエンジニア

DA-600シリーズの能力に見劣りしない 高級感を演出するため

DAシリーズ初のACアダプタを採用したことで小型化、スタイリッシュなブラックとシルバーのツートンカラーを採用しました。
また、デザインが可能になりました。
また、
「高性能」
と
「eco」の相反する課題も、操作性も重視し人間工学に基づいた、使う人にも優しいデザインです。

スリープモード搭載で克服。当社従来比でおよそ50％削減を達成しました。

TakeshiKoji●アナリスト●ハードデザイナー

地道な基礎理論の解析で、新粘度補正・測定時間短縮・外気温度影響対策など、

本体シャーシに金属素材を採用することでコンセプトの一つ「堅牢性」
を新アルゴリズムを確立しました。気の遠くなるような地道な作業を実現しました。
また、DA-600シリーズ一体型フルオートシステムも（特許:3件）行ったからこそ、
自信を持って世に送り出すことが出来ます。

チーム全員の協力で同時開発が実現しました。

Hiro●テーマリーダー
DA-600シリーズの開発で最大の目標は、振動セルの性能アップでした。
試作と失敗を繰り返しながら、決してあきらめなかったことで素晴らしい振動セルが完成したと自負しています。

DA-600 Series
DA-640 DA-645 DA-650
振動式密度計の未来の扉を開く。
1978年に京都電子工業が国産初の振動式密度計「DA-101B」を発売してから31年。
ロングセラーとなった第4世代機である「DA-500シリーズ」の発売から10年の時を経て、京都電子工業の振動式密度計は、第5世代機「DA-600シリーズ」に進化しました。
携帯電話やインターネットが、あたりまえのように人々の生活に浸透している現在、分析計の世界にもさらなるスピードアップや、小型化が求められるようになりました。
「DA-600シリーズ」は装置の心臓部である 振動セル を
全くのゼロから新規開発することで、測定時間を大幅に短縮することを可能にしました。
コンパクト化や省エネなど時代の要求にも配慮した、
新世代振動式密度計「DA-600シリーズ」が、新しい分析計の未来の扉を開きます。

【用途】●原油および石油製品（JIS K2249） ●化学製品（JIS K0061） ●製薬（日本薬局方） ●炭酸・清涼飲料のブリックス●乳製品 ●酒類のアルコール分 ●食品 ●液糖 ●植物油 ●動物油 ●香料 ●化粧品
●電子部品・半導体のエッチング液 ●洗浄液 ●表面処理剤 ●酸・アルカリ ●めっき液●その他様々な液体の密度・比重・濃度。

DA-640DA-650

DA-645Performance
測定 時 間の大幅短縮を実現

自動温度スキャン機能

測定アルゴリズムを新開発。長年培ってきた温度制御技術、測定時間短縮技術をさらに進化させ、世界最速レベルの測定時間を達成しました。

温度補償を必要とする試料でも、全自動で温度補償係数を算出。貴重な試料も無駄にしません。

測定条件

測定時間→

●粘度補正機能 ON●セル設定温度 20℃●試料温度 25℃
●サンプリング：シリンジ 2ｍＬ注入

270sec

約35％短縮DA-650419sec

DA-520
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

測定条件

測定時間→

●粘度補正機能 OFF●セル設定温度 20℃●試料温度 25℃
●サンプリング：シリンジ 2ｍＬ注入

56sec

約40％短縮DA-65094sec

DA-520
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ワンポイント校正モード
校正していない温度でも測定できるモードです。自動的に温度をスキャンして測定する場合に便利です。

多彩な機能で見える化を実現
従来は、経験や勘に頼っていた管理項目の数値化を実現。例えば、管理の難しかった試料量、洗浄液量、乾燥量を表示します。

かつてない測定精度の安定性を実現

乾燥剤交換時期お知らせ 機能

温度が大きく変化する環境下でも、新搭載のリファレンスセンサで安定した密度測定を実現しました。
※特許出願済み

乾燥用ポンプが稼働した時間を自動積算、あらかじめ設定した時間を超えると、乾燥剤の交換時期をお知らせします。

キャビレス、コンタミレス
新発想のシームレス構造ジョイント採用で、試料経路のオールフ
ラット化を実現。キャビテーション（気泡）やコンタミネーション（汚染）の発生リスクが激減。洗浄液使用量が減少し、コスト削減、環境保護に貢献します。

測定結果の印字例★プリンタはオプションです。

Function
5.7型T FT液晶＆タッチパネル
直感的操作性に優れ、機能をイメージしたアイコン、画面のカスタ
マイズ機能など 誰でも簡単操作 を徹底追求しました。さらに、よく使用するコマンドはダイレクトメニューキーを準備しました。

バーコードで新感覚測定操作
バーコードを利用して、サンプル
情報の入力や測定メソッドの切換などが簡単になりました。新感覚操作により作業効率がアップします。

進 化したセキュリティ
パスワードによるログオン機能でセキュリティも万全。さらに電子キーによるログオンも可能になりました。

校 正 履 歴で装 置の最 適 状 態を維 持
長期的に過去の校正履歴を保存することで、異常や経年劣化を検知します。

校正ナビゲーションで異常を察知
洗浄不足や誤液投入の可能性を装置
が お 知 ら せ 、重 要 な 校 正 作 業 を サ
ポートします。

e c o 設計で環境に配慮
スリープモード機能（温調・画面OFF）でecoを実現。測定時に比べ、スリープモード時の消費電力はおよそ50％OFF。またタイマー機能
で装置の暖機を自動完了。ecoと使いやすさを両立しました。

US B & LANポート搭載
LANを用いてPCへ簡単に接続。PC付属のブラウザで制御やデータの転送が可能。USBメ
モ リ に デ ー タ を 保 存 、P C に 移 動 で き ま す（csv形式で保存）。またキーボード接続も可
能で、サンプル名や数字の入力が簡単になりました。

セル窓の視 認 性アップ
セル部の照明に白色高輝度ＬＥＤを採用。視認性が格段にアップしました。

濃 度 換 算テーブル
作成機能
COM1

COM2

LAN

USB

面倒な濃度換算テーブル作成が、ウィザード機能で簡単に行えます。
同時に濃度換算式も容易に作成できるようになりました。

Principle ofmeasurement
下図のように一端が固定された棒の先端に、おもりが取り付けられている状態をイメージしてください。指でおもりをはじくと棒が振動を始めます。振動の様子に注目すると、重たいおもりほどゆっくりと振動し、軽いおもりほど早く振動します。
これはおもりの質量に比例した、
その物質固有の振動周期で振動しているのです。従って、体積が一定の容器であれば、密度の大きさは質量に比例するので、この振動周期を測定することによって、密度を求めることができるのです。

測定原理
振動周期

速い

壁

乾燥筒

フロー図

密度小

排気口

吸気口
サンプル／
ドレイン切換弁
ミスト除去瓶 廃液瓶

振動周期

サンプリング
スピード調整弁Pサンプリングポンプ

遅い

壁

ストップ弁

密度大

密度比重セルサンプリング経路（廃液・洗浄液経路）

乾燥経路

洗浄液

試料

SpecsDA-600 シリーズ仕様
DA-650（5桁計）

形式名称
測定方式

固有振動周期測定方式

測定範囲

0〜3 ｇ/cm 3

設定温度範囲DA-645（4.5桁計）

DA-640（4桁計）

0〜96℃
密度

正確さ※1

1ｇ/cm3±2×10−5ｇ/cm 3±5×10−5ｇ/cm3

1.5ｇ/cm3±4×10−5ｇ/cm 3±1×10−4ｇ/cm3±1×10−4ｇ/cm3（但し、空気と純水によってファクタ校正を行った場合）
温度

10〜30℃±0.02℃±0.03℃

0〜90℃±0.05℃±0.05℃±0.05℃

SD

SD

SD

密度

繰返し性※2
必要最小試料量

5×10−6ｇ／cm 3

1×10−5ｇ／cm3

5×10−5ｇ／cm31）手動注入時：約1.2ｍＬ2）自動注入時：約2.0ｍＬ
1）手動操作：1〜４分

測定時間2）プログラムによる自動操作：2〜10分
1）5.7インチカラー液晶ディスプレイ；解像度VGA（640×480）

表示機能2）表示内容：密度、比重、振動周期、温度及び測定に関するメッセージを表示
分解能

密度

1×10−6ｇ/cm 3

1×10−5ｇ/cm 3

1×10−4ｇ/cm 3

温度0.001℃

0.01℃

0.01℃

粘度補正機能あり

サンプリング機能

1）シリンジによる手動注入2)ポンプによる自動サンプリング

サンプル独立機能測定パラメータ、温度対応密度値換算、濃度換算等パラメータを100種類サンプル毎に独立して記憶安定度判断機能

測定精度と測定時間の関係を4段階設定

温度対応密度値の自動補正機能

1）任意の温度特性の試料に対する換算表又は換算式を記憶
2）JIS規格に基づく原油、石油製品、潤滑油の温度換算値テーブルを標準で装備
1）濃度と密度の関係データ列を入力した内容で記憶密度と濃度の自動換算機能

2）温度と密度の関係式を記憶し、換算処理
1）平均値、標準偏差、変動係数の自動又は手動計算

統計処理機能2）統計処理の再計算及びデータの削除
外部入出力

1）LAN

1ポート：パソコン2）USB

2ポート：USBメモリ、キーボード、バーコード、オートサンプリングユニット（DCU-600)、サーマルプリンタ、A4プリンタ（エプソン製 ※3 ）、気圧計 ※33）RS232C 2ポート：インパクトドットプリンタ、多検体チェンジャ、オートサンプリングユニット（DCU-551シリーズ）、パソコン（SOFT-CAP）、RA-620/600、外部セル
1）USBメモリをデータ記憶媒体として使用

データ入出力2）USBメモリにより、アプリケーションソフトを提供
1）温度：5-35℃

使用環境2）湿度：85％RH以下（但し結露しない事）
消費電力

40Ｗ（最大120W

電AC100-240V、50/60Hz

源

最小20Ｗ）

外形寸法320ｍｍ（W）
×365ｍｍ（D）
×250ｍｍ（H）

質

約18kg

量

★プリンタはオプションです。
※１.2 当社規定条件による測定結果※3対応機種については、
お問い合わせください。

Full auto System■CHD-502シリーズ多検体チェンジャタイプ

標準タイプN

密度比重計でデータ収集ソフト
SOFT-CAPを使用

加熱タイプＨ

冷却タイプＣ

検体数（びん容量） 標準：30検体（20mLバイアルびん）
必要試料量

標準：10mL

試料搬送方式

ターンテーブル回転による試料びん移動

設定温度
加熱冷却方式
試料排液方式ー4℃〜室温

室温〜80℃

密閉型

電気ヒータ

ー

循環恒温水槽による●用 途：密 度 比 重 計 の 測定データをコンピュータのMicrosoft® Excel のワーク
ブックに直接取り込んだり、CSV 形式のファイルエクス
プレスに直接保存することができるソフトウェア●別途 Microsoft®Excel をインストールしたパーソナルコン
ピュータが必要。

試料びんへ戻す

1）送圧による試料排液
2）
試料戻し機構により試料びんへ戻す

シーケンス

1）
試料測定のみ2）
乾燥空気と脱気純水による校正後、試料測定※Microsoft®Excelはマイクロソフト社の
商標です。

3）
2種類の標準物質による校正後、
試料測定
制御内容

1）測定装置側の［Meas.］
キーによる自動スタート
2）
多検体チェンジャの［Start］
キーによる自動スタート
3）
リンスとパージ
4）
測定装置側の［Calib.］キーによる自動校正

フロー図

5）
緊急測定
表示機能

20桁×2行

LCD（バックライト付き）

自動電源遮断全測定終了時に自動的に電源を遮断

通信仕様

測定装置の通信：簡易シリアルインターフェース
汎用インターフェース：RS-232C× 1ch

多検体チェンジャ

オプション

パワーパージユニット

接続対応機種DA-640/645/650

DA-640/645/650

密度比重セル

RA-620/600
使用環境

温度：5〜35℃
湿度：85％RH以下（但し、結露しないこと）

ターンテーブルにセットされた試料を順次自動的に測定します。
ユーザーシーケンスを用いて、検体毎に洗浄方法を設定することができます。

AC100〜120V/200〜240V±10% 50/60Hz
約380Ｗ

洗浄槽

消費電力

約40Ｗ

外形寸法

582（Ｗ）×445（Ｄ）×392（Ｈ）ｍｍ

610（Ｗ）×445（Ｄ）×392（Ｈ）ｍｍ

610（Ｗ）×445（Ｄ）×392（Ｈ）ｍｍ

質量

約17kg

約24kg

約29kg 電源ユニット約5kg

試料
排気
廃液

※冷却タイプＣは、別途密閉型循環恒温水槽が必要です。

粘度とサンプリング時間の関係

P1 ポンプ0：25

サン
プ 0：20
リン
グ 0：15時間︵ 0：10時

ペリスタポンプ

サンプリング経路（廃液・洗浄液経路）:
分 0：05
︶
0：00

P2

乾燥筒

特長
1）気泡対策機能2）30 検体
3）N、C、H タイプ
4）パワーパージユニットにより、乾燥時間の短縮可能（オプション対応）
5）割り込み追加機能付

電源

乾燥経路

0

10000

20000

30000

40000

測定パラメータ：サンプリングスピード（High）

50000

粘度（mPa・s）

Rinse2

Rinse1

サンプリングと測定後の試料排液、2 液による洗浄、乾燥を自動的に行います。

本体部分との一体感のあるデザインに仕上げたオートサンプリングユニットです。
試料測定から廃液、洗浄、乾燥といった
メンテナンスまでを全自動で行います。

DCU-600仕様
仕

項 目
機

能

サンプリング方 式

DCU-551シリーズ仕様
目

標準タイプ N

加熱タイプ H

10mL

設

度

ー

室温〜 80℃

加熱冷却方式ー

電気ヒータ

試料採取方式

圧送

試料排液方式

1) 圧送による試料排液
2) 試料戻し機構により試料びんへ戻す

試料戻し機構により試料びんへ戻す

電源・消費電力

AC100 〜 120V/200 〜 240V
50/60Hz 約 40W

AC100 〜 120V/200 〜 240V
50/60Hz 約 190W

法

291(W)×310(D)×342(H)mm

本体：
400(W)×350(D)×450(H)mm
電源ユニット：100(W)×310(D)×180(H)mm

量

約10kg

本体部：約17kg
電源ユニット部：約3.2kg

外

質

定

形

温

寸

※フロー図は、CHD-502と同様です。

浄

2種類の洗浄液接続可能乾燥

乾燥筒（密度比重計本体搭載）器

20〜100mLのビーカ、100mLディスポカップ相当サイズの容器が使用可能

法

幅214×奥行295×高さ304mm

量

約5.5kg

試

料

容

外

形

寸

質

フロー図

乾
燥
筒

P.P

排気

液ポンプ
V2電磁弁

A.P
空気ポンプ

廃液

V1電磁弁

密度比重セルサンプリング経路▲

必 要 試 料 量

ペリスタポンプによる吸引方式（密度比重計本体搭載）*

洗

▲

項

検体数（瓶容量） 1 検体（20mL バイアル瓶 )様

自動吸引／洗浄／乾燥（廃液・洗浄液経路）

乾燥経路

試料

※ポンプの耐薬品性上、ご使用いただけない試料、洗浄液があります。

洗浄液

Rinse 1

Rinse 2SDK System
JCSS 認定密度標準液 Density standard liquids
は計量法に基づく校正事業者認定制度の標章マークです。当社密度標準液試験
室は、密度区分の認定事業者です。
（0115
は当社標準液試験室の認定番号です。）
JCSS認定事業者はJIS Q17025：2000（ISO/IEC17025：1999）
を基準に認定されています。

SDKシステム（迅速アルコール測定システム）
DA-600シリーズは、迅速アルコール測定キットSD-700と組み合わせて、SDKシステム（迅速アルコール測定システム）を構築可能です。
SDKシステムは少量のサンプルで迅速・精確・誰でも簡単にアルコール分の測定が可能な画期的システムです。さらに、液体サン
プルを対象としたCHAL-700オートサンプラとの組み合わせにより、最大20検体の連続測定も可能です。SDKシステムを用いた
アルコール分の測定法は2015年6月に、国税庁より清酒・酒母・もろみを対象に『酒類の測定方法として合理的かつ正確である』と認められ、全国の酒造会社で採用されています。※詳しくは国税庁ホームページからご確認ください。サイト内検索キーワード『水蒸気蒸留装置と重量法を組み合わせた振動式密度計によるアルコール分の測定』
この他にも、醤油・みそ・調味料などのアルコール分を含む食品全般の新しいアルコール分測定法として活躍の場が広がっています。

JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計の品質を保証するために使用されます。
京都電子工業（株）
密度標準液試験室（JCSS認定番号：0115）
では、液中ひょう量装置を用いて、
国家軽量標準（独立行政法人 産業技術総合研究所）である特定標準器（単結晶シリコン球体）にトレーサブルなJCSS認定の密度標準液を供給しています。

販売する密度標準液の種類
イソオクタン

iso-Octane

0.69＊＊＊g/cm3±0.00003g/cm3

純水

Water

0.99＊＊＊g/cm3±0.00003g/cm3

2.4Dichlorotoluene

1.24＊＊＊g/cm3±0.00003g/cm3

プロモベンゼンBromobenzene

1.49＊＊＊g/cm3±0.00003g/cm3

10%エタノール溶液/3本セット

ethanol

0.985＊＊g/cm3±0.00003g/cm3（0.03Vol%）

20%エタノール溶液/3本セット

ethanol

0.975＊＊g/cm3±0.00003g/cm3（0.03Vol%）

25%エタノール溶液/3本セット

ethanol

0.970＊＊g/cm3±0.00003g/cm3（0.03Vol%）

50%エタノール溶液/3本セット

ethanol

0.933＊＊g/cm3±0.00003g/cm3（0.03Vol%）

ジクロロトルエン「拡張不確かさ」
は、測定結果に付随する多くの誤差要因により、測定値の信頼性がどの程度あるかを示す値です。
この場合、その信頼性はほぼ95％に相当します。
（包含係数k=2として）

GLP/GMPについて Good Laboratory Practice/Good Manufacturing Practice
京都電子工業は、薬事法に基づく医薬品分析に関係する製品を対象に、ＧＬＰ（医薬品の安全試験の実施に関する基準）
ＧＭＰ（医薬品の製造管理および品質管理に関する基準）の要求事項を満足させるような解説書を販売しております。

「ハードウェアバリデーション」
国家基準につながるトレーサビリティ体系の下での出荷検査、据付点検および定期点検などに関する御案内「標準操作手順書」
関係する装置の日常的なバリデーションに関する管理手順書「分析計管理書・文例集」
点検結果、校正結果の報告書や管理文書などの文例集
これらの内容に関する詳細は、当社の営業担当者にお問い合わせ下さい。

■トレーサビリティ点検、
GLP/GMP点検のお奨め

京都電子工業は、ISO9000シリーズおよびGLP/GMPの要求事項も満足す
るように、国家基準に基づく計測体系での点検プログラムを用意しております。下記内容の点検を受けられて、当社製品の性能を常に維持され、分析結果が更に信頼性のあるものにされることをお奨めします。
点検校正の種類
出荷時トレーサビリティ点検

据付および据付点検

定期点検 トレーサビリティ 1年点検

【弊社引き取り、またはお客様先で】提出書類【校正証明書】●検査成績書 ●トレーサビリティ体系図●計測機器構成成績書【GLP支援文書】【据付点検報告書】●据付てんけんチェックリスト【校正証明書】●検査成績書 ●トレーサビリティ体系図●計測機器構成成績書

Others
DA-130N

RA-620 600

ポータブルタイプ

恒温機能内蔵高性能・ワイドレンジ

Portable Density / Specific Gravity Meter

Refractometer

親指と人差し指の操作で、吸引、排出が可能です。
どちらの操作の場合「RA-620/600屈折計は、光屈折臨界画検出法を用いて、液体の屈折率を測定する装置ででも指の力を抜いた時点でレバーもストップする構造を採用しています。食品や飲料関係の品質管理には屈折計が利用されており、日本農林規格（JAS）や日す。
また、測定操作も親指で操作できる位置にあるので、測定作業効率

本産業規格（JIS）などにも屈折率の測定が定められています。

が格段にあがります。

特長

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付で読みやすい

RA-620／RA-600 屈折計の仕様

人間工学に基づいたデザインのポータブル密度計です。

形式

1） バックライト付液晶で、暗い場所での測定も可能です。

測定方法

光屈折臨界画検出方式

光源

LED Na-D線（589.3nm）

2） 時計機能を内蔵しています。

測定項目

3） IDコードの入力が可能です。

測定範囲4） サンプリング量および吸引速度が片手で簡単に調節できます。
5） 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確

DA-130Nポータブル密度比重計

測定方式

固有振動周期測定方式

測定対象

数々の液体

7） 粘度が約2000Pa・sの試料までサンプリングが可能です。
8） 測 定 値 の 表 示 は 、密 度 、温 度 補 償 密 度 、比 重 、温 度 補 償 密 度 、
Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などをバックライトで明るく表示します。

測定範囲

0〜2ｇ/cm3

測定精度±0.001ｇ/cm3

振動安定度の自動判断、データの自動保存、データの自動出力、分解能

0.0001g/cm3

データの削除、電池の消耗度合いなどを表示します。

測定温度範囲表示

0〜40℃

表示（バックライト付）

密度、温度補償密度、
比重、温度補償比重、Brix%、
Alcohol wt%、9） グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度、試料No.、

データ出力、
データ削除、電池消耗度合など
温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能●原油、燃料油、潤滑油などの密度の測定。

自動校正機能測定セルの校正に必要な、確温度における水の密度を記憶●化学製品のJIS K 0061には、20℃密度や20/20℃比重などの測定

サンプリング

シリンジ方式ハンドポンプによるデータ記憶数1100検体外部出力

赤外線ポート（lrDA Ver.1.2規格に準拠）RS-232C出力に変換
PC接続：オプション98-029-0007が必要
プリンタ接続（IDP-100）：オプション98-029-0007と98-404-0007が必要

電池寿命

約90時間

質量

約360ｇ

1.5V

2本

±0.00002±0.0001

Brix±0.014％※2（0〜85.0％）±0.1％

屈折率（nD）±0.00001±0.0001

Brix±0.007％(<5%)

屈折率（nD）

0.00001

Brix

0.001%(<5%)±0.01%(≧5%)

0.0001
0.01％(≧5%)

0.01℃

0.1℃

0.2ｍL

表示機能

4.7インチカラーLCD（バックライト付）

入力

タッチパネル タッチペン（標準付属）
パスワードロック機能
メソッド数

100件

測定結果

300件

校正履歴

20件

点検履歴

20件

外部記憶

USBメモリ

温度補償範囲

Brix

5.00〜75.00℃（内蔵換算表により自動補正）

濃度換算機能換算テーブルによる算出

100個

外部入出力

LAN

1ポート：PC

USB1.1

2ポート：USBメモリ、
プリンタ（A4）、バーコード、キーボード

RS-232C

2ポート：プリンタ、多検体チェンジャ

温度

5〜35℃

湿度

85％RH以下（但し結露しない事）

電源

AC100〜240V、50/60H（z ACアダプタ使用）●ビール、
ウイスキー、
ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエ

消費電力

20W（最大50W、最小15W）

キス類の濃度の測定。

外形寸法

192
（W）×281（D）×166
（H）mm

質量

約5kg

接液部材質

●植物油や動物油などの油脂類の密度や比重の測定。

プリズム

人工サファイア

サンプルステージ

SUS316●薬品関係では日本薬局方13局に採用されています。

オプション

プリンタ

●電子部品のエッチング液や酸洗い液などの品質管理。

拡張性

バーコードリーダー

サンプル名、測定条件、標準液値の入力可能

PC用ソフトウェア

データの所得が可能●フラックスの濃度やメッキ液の濃度管理。

※1

0.1％

必要最小試料量●牛乳、清涼飲料、果実飲料など各種飲料の密度やBrixの測定。

●食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定。

±0.1％

温度表示分解能使用環境法として振動法が規定されています。

1.3200〜1.7000

5℃〜100℃※4

データ記憶

途

温度補償機能0.00〜100.00％

屈折率（nD）

セキュリティ機能11）測定時刻、測定者名が出力印字できます。

用

1.32000〜1.580000

Brix

5℃〜75℃※4した。

Proof度および温度、試料No.、安定度判断、
データ保存、屈折率（nD）

測定温度範囲（電子冷熱素子による制御）

10）電池寿命が従来機の約2倍となり、稼働時間が非常に長くなりま

Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、

アルカリ単四乾電池

分解能6） 軽量なので通常のハンドリングで疲れを感じさせません。

形式名称

電源

繰返し性※3

認できます。

様RA-600屈折率、Brix、
各種濃度

正確さ※1

（特許取得）

仕

RA-620

当社規定条件による測定結果。

※2

DP-600、
IDP-100

屈折率の測定精度より算出。nD 0.00002=Brix 0.014%※3

当社規定条件による測定結果。試料性状により異なります。 ※4

下限値は室温-12℃です。

■修理・点検のお問い合わせは
東 京 支

店

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1
TEL 03-5227-3151 FAX 03-3268-5591

東 日 本 カスタマ ー サ ポ ート（ 東 京 ） T E L .03-5227-3153

仙 台 営 業 所

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-12
TEL.022-207-3800 FAX.022-207-3802

東 日 本 カスタマ ー サ ポ ート（ 仙 台 ） T E L .022-207-3801

大 阪 支〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31
TEL.06-6942-7373 FAX.06-6942-9898

西 日 本 カスタマ ー サ ポ ート（ 京 都 ） T E L .075-691-4125

名古屋営業所〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17
TEL.052-209-5862 FAX.052-209-5863

西 日 本 カスタマ ー サ ポ ート（ 大 阪 ） T E L .06-6942-7474

九 州 支〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-8
TEL.092-473-4001 FAX.092-473-4003

西日本カスタマーサポート（ 名 古 屋 ） T E L .052-209-6875

北九州営業所〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1-2
TEL.093-861-2525 FAX.093-861-2250

西 日 本 カスタマ ー サ ポ ート（ 周 南 ） T E L .0834-34-5373

本

店

店

FAX.03-3268-5592
FAX.022-207-3802
FAX.075-691-9536
FAX.06-6942-9898
FAX.052-209-5863
FAX.0834-34-5374

社・工場〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段町68
TEL.075-691-4121 FAX.075-691-4127

九 州 カ ス タ マ ー サ ポ ート（ 福 岡 ） T E L .092-473-4002

第 二 工

場

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段町56-2
TEL.075-691-4122 FAX.075-691-9961

九 州 カスタマ ー サ ポ ート（ 北 九 州 ） T E L .093-861-2990

第 三 工

場

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田二の段町74
TEL.075-691-4121 FAX.075-691-4127

FAX.092-473-4003
FAX.093-861-2250

http://www.kyoto-kem.com

ISO 9001 for quality assurance
CE marked for product safety
GLP/GMP conformed
ISO 14001 environmental management systems●ISO9001及びISO14001の登録部署及び活動範囲は以下の通りです。
ISO9001品質マネジメントシステム
登録部署：本社、第2工場、第3工場、東京支店、仙台営業所、名古屋営業所、大阪支店、九州支店、北九州営業所
活動範囲：電位差自動滴定装置、密度比重計、
カールフィッシャー水分計、屈折計、及び密度比重計と屈折計の複合装置の設計・開発・製造及び付帯サー
ビス（引取り修理・引取り点検）
ISO14001環境マネジメントシステム
登録部署：本社、第2工場、第3工場●製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更することがあります。
2003-23-TD