SPECIFICATION SHEET
大気中一酸化炭素測定装置
大気中一酸化炭素計

GFC−351B型
GFC−311B型

環境省デジタルテレメーター共通仕様に対応
本装置は，「ガスフィルター相関法の赤外線吸収方式」を採用した大気中の一酸化炭素（CO）測定装置です。原
理的に振動や干渉成分の影響が少なく，大気中の微量なCOを安定に測定することができます。
計量法による濃度計の型式承認を取得しています。
本測定装置の仕様については JIS B 7951：2004と，
JI S B 7959 : 2015を基本にしています。

特長○ 測定方法にガスフィルター相関法の赤外線吸収方式を○ CFカードは前面から着脱できます。

採用しました。この方式は干渉成分や光学系の汚れの注）CFカードに記録できるデーター数は下記の通りです。

影響をほとんど受けない測定法です。
○ 多重反射測定セルを用いることで5ppmレンジの高感（CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です。
）
データーの例（256MB）：約12年分（通常記録のみ）度測定が可能となりました。
○ 半導体赤外線検出器を採用し，振動により強くなりました。
○ 独自のデジタル信号処理技術により，安定した測定が可能となりました。

○ キャスターなしを標準仕様とし，アルミフレームを採用することで地震の際の安定性を確保しました。
また，オプションのキャスター付きを選択した場合には従来よりもキャスター間隔を広く取り，輸送時の安定性を考慮しました。

○ 液晶タッチパネルを採用し，操作は対話方式とするこ○ 351B型の記録計は，記録紙上に測定値（1時間平均値）とで設定を容易にしました。また，液晶上で各デーや日報，アラーム情報などを印字します。また，停電ターの履歴表示や推移グラフを簡単に表示できます。などによる時刻と記録紙のずれを電源復旧時に自動的に記録紙を早送りし，時刻とのずれを補正します。

○ メンテナンス性を考慮しオープンフレームタイプの架台を採用しました。
○ Ethernetインターフェースユニット（オプション）を搭載することで，LAN経由でデーター収集やリモート操作も可能です。また，ネットワークユニット（オプション）を接続することで，従来の100シリーズおよび200シリーズと同様のネットワークで加入電話回線を経由し，データーを収集することができます。
○ 分析計に記録された測定値（瞬時値，1時間平均値）や分析計内の状態（温度，圧力，流量）およびゼロ偏差，スパン係数，アラーム，イベントの履歴を注）CFカード（オプション）へ記録することができます。CFカードのファイルは，CSVファイルとなっているためデーター編集が容易に可能です。また，データー種類（1分値，1時間値，アラーム，イベントなど）も年または月単位で分けられており，データー整理が簡易的に行えます。

○ 塗装をなくし，製造段階で発生するVOCを抑え，環境に配慮した設計となっています。

消 費 電 力：最大 250VA，平均 110W
外 形 寸 法：本体（GFC−351B）
キャスターなし；400（W）×522（D）×919（H）mm
キャスターあり；474（W）×522（D）
×988（H）mm
分析部単体；399（W）×520（D）×216（H）
mm
ゴム足なし
質量：キャスターなし；約29kg
出 力 信 号：ア ナ ロ グ；DC 0〜1V（入出力絶縁，ただし各出力信号伝 送 出 力 間非絶縁）瞬時値および1 時間平均値（内部抵抗 500Ω以下，負荷抵抗 100kΩ以上）
接点出力信号；瞬時値測定レンジ信号，平均値測定レンジ
信号，計器調整中信号，電源断信号，校正中信号，警報信号
接点容量…DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下
接点入力信号；外部リセット信号
自動校正スタート信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
接点閉時間…200ms〜300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
注）外部リセット信号および自動校正スタート
信号は観測局停止信号が閉の時のみ有効
関 連 機 器：校正ガス切替電磁弁，ネットワーク関連機器

標準仕様
製品

名：大気中一酸化炭素測定装置
大気中一酸化炭素計型
名：GFC−351B（GFC−311B組み込み）/GFC−311B
測 定 対 象：大気中のCO
測 定 方 式：ガスフィルター相関法の赤外線吸収方式
計量法型式承認番号：第SAC174号（GFC−311B型）
測 定 範 囲：0〜5/10/20/50/100ppm
瞬 時 値；手動/自動切り替え
1時間平均値；手動/自動切り替え
記 録 方 式：高機能レコーダーによるCOの瞬時値 および 1 時間平均値（GFC−351B型）
直線性（指示誤差）：± 1 ％FS以内
繰 返 し 性：± 1 ％FS以内
最小検出感度：1 ％FS以下
安
定
性：ゼロドリフト；±0.1ppm/日以内，±0.2ppm/週以内
スパンドリフト；± 2 ％FS/日以内，± 4 ％FS/週以内
試料大気流量：約 1 L/min
応 答 時 間：2 分以内（90％応答）
干渉成分の影響：水分の影響 ；±0.3ppm以下
CO2の影響 ；±0.3ppm以下
暖 機 時 間：約 3 時間
周 囲 温・湿 度：0〜40℃，85％RH以下
電源：AC 100V±10％ 50/60Hz

測定原理
CO（一酸化炭素）は波長4.7μm付近に吸収を持ち，主に非分散赤外線吸収方式（NDIR）によって濃度測定が行われます。NDIR法の中でも干渉成分の影響やノイズレベルを低減させるためさまざまな方式が考案されています。当社が採用したガスフィルター相関法では，光源からの赤外線は高濃度の測定ガス（CO）を封入したフィル
ターと比較ガス（N2）を封入したフィルターを交互に通過した後，測定セルに入射します。比較ガスフィルターを通過した赤外線は測定セル中のCOや干渉成分の吸収を受けます。また測定ガスフィルターを通過した赤外線ではCOの吸収は起こりませんが，干渉成分による吸収や光量の変化は同様に起こります。このため測定ガスフィルター側の信号量で補正を行うことにより，干渉成分による吸収や光量の変化の影響を受けないCO濃度測定が可能となります。
測定系統図

検出器

試料セル

N2フィルター

COフィルター
光源

スパンガス導入口
スパンガスバルブ
（SV13）

ゼロガス/スパンガス
切替バルブ（SV12）

ゼロガス導入口

オーバーフロー出口
ゼロガスバルブ（SV14）

試料ガス/校正ガス
切替バルブ（SV11）

試料大気導入口
ダストフィルタ

流量センサーセル

圧力センサー排出口
ポンプ

外部端子図CO瞬時値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
CO平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上

70717273747652535556

予備775154

予備75

リセット信号入力
閉時間 200ms〜300s
内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）
観測局停止信号入力
テレメーター故障時接点 開内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）
CO校正開始信号入力
閉時間 200ms〜300s
内部電源 DC 5V以下（2.5mA Typ）

50

3132
33343536

予備5730

37231 COM233

38

130

5140

391311014140132201424114342

144

43

232 COM234

44135514545

136

101464613720147474813350134100

CO瞬時値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

ppm

CO平均値レンジ接点出力信号
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下13850148139100149ppm

49330331※1 軽アラーム：正常値になると自己復帰するアラーム※2 重アラーム：計器動作が停止し電源リセットを行わないと復帰しないアラーム

CO電源断信号
電源ヒューズ断時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
COアラーム信号1 ※1
警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
COアラーム信号2 ※2
重度の警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
CO調整中
計器調整時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
CO校正中
校正ガス導入中接点 閉接点容量 DC 50V 0.2A以下，AC 100V 0.1A以下
予備
予備
予備
予備
予備
予備

外形寸法図
●本体 GFC−351B型

ゼロガス導入口399

スパンガス導入口

520

大気中
一酸化炭素計排出口
ゼロ・スパンガス排出口919

主電源スイッチ

試料大気導入口

988（キャスター付きの場合）

記録計

電源タップ

2722400（474）（キャスター付きの場合）

端子台（6P）

テレメーター
入出力端子

500

ETHERNET用コネクター●分析部 GFC−311B型

(577)
520

399

20(23)

A面：オプション詳細
A面

500

216

フィルター
ケース

ネットワーク用
コネクター

ゼロガス導入口
スパンガス導入口

RS232C用コネクター

冷却ファン

記録計用コネクター
外部端子用コネクター

排出口
オーバーフロー出口

電源スイッチ
試料大気導入口
スライドレール

電源入口

アース端子

AAAネットワークシステム用コネクター

製品コード
＊1. 0〜5/10/20/50/100ppm以外のレンジを含む場合は計量法検定不可となります。

GFC351B−0−191919ABCZ

特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z

1919★計量法検定不可

01

計量法型式承認番号：第SAC174号

129A
B＊2. 伝送ユニットのテレメーター用は，外部端子ユニットのことを指します。
電源電圧＊3. 校正用ガス（ゼロ，スパン共に）を外部から供給する仕様のみが計量法検定取AC 100V 50/60Hz得可能です。
特殊★
＊4. プリンター「あり」の場合は，RS−232C出力はできなくなります。
測定範囲＊5. 輸送用に台車が必要となる場合があります。
0〜5/10/20/50/100ppm＊6. 都道府県等が行う常時監視では毎個検定が必要です。
（自動・手動切替）
（ 標準）
特殊
★＊1
注1. 計量法の検定対象は，本機に組み込まれているGFC−311B型の分析計とテレ記録計
メーター用外部端子ユニットです。
（記録計，筺体は検定対象外となります。）
高機能記録計（標準）
注2. 校正用標準ガスボンベは，輸送および使用済み容器の取扱いなどに制約があ
特殊りますので，販売窓口にご相談下さい。
通信機能その他の関連品は下記を参照してください。
（標準）
RS−232Cユニット
減圧弁
MSR−1B（コードNo. 126D932）
ネットワークユニット
ボンベ架台 （10L 2本立て用） （コードNo. 136F002）
イーサネット（LAN）
減圧弁〜機器間の配管：ステンレスパイプφ2×3 3m
特殊★
（コードNo.116G018）＊2
伝送ユニット（減圧弁と配管はゼロガス用，スパンガス用として2式必要です）
テレメーター用外部端子ユニット（標準） 注3. 英文仕様（海外向け）は，GFC−311E型を選定してください。
特殊★
注4. 乾式の環境大気測定機は，その測定原理・構造上，分析部内に雨水等が入る＊3
自動校正用ガスと故障の原因となります。
ゼロ，スパンガスともに外部から供給（標準）
これを避けるため，常時監視用として運用する場合は「集合採取分配管」（マニホールド）の使用をお薦めします。
特殊★
集合採取分配管が用意できない場合で，ふっ素樹脂製チュ−ブ等の「個別採プリンター＊4取管」を使用する場合は，測定機の試料大気入口に「フッ素樹脂製」または「硬なし（標準）質ガラス製」のミストトラップを設置することをお薦めします。
あり（当社製ミストトラップ コードNo.：6499390K）
筐体（ラック）の形状＊5
注5. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。コードNo.6958270K
標準（キャスターなし）
注6. 従来の承認番号第SAC071号も毎個検定や再毎個検定を受ける事ができます。
キャスター付き
特殊
毎個検定なし＊1. 0〜5/10/20/50/100ppm以外のレンジを含む場合は計量法検定不可となります。
＊6あり（検査済票付き）＊2.「通信ユニット」は，モデム通信やパソコンとの通信を行うための出力コネクターユニットのことです。

GFC311B−0−1919A
BCZ
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z0129★計量法検定不可
計量法型式承認番号：第SAC174号

1201A
B

標準としては，単独通信用のRS−232Cを装着しますが，他計器を含めて行う
電源電圧ときは，ネットワークユニットを選択します。
AC 100V 50/60Hz＊3. 計量法検定が必要な場合は，「テレメーター用外部端子ユニット付き」を選択
特殊★
してください。このテレメーター用外部端子ユニットは, 0〜1V DCアナログ
測定範囲出力を含むテレメ対応の端子板ユニット（ボックス入り別置）です。
0〜5/10/20/50/100ppm（自動・手動切替）（ 標準） ＊4. 校正用ガス（ゼロ，スパン共に）を外部から供給する仕様のみが計量法検定取得可能です。
特殊★＊1＊5. プリンター「あり」の場合は，RS−232C出力はできなくなります。
通信ユニット＊2＊6. 都道府県等が行う常時監視では毎個検定が必要です。
RS−232Cユニット（標準）
ネットワークユニット
注1. 校正用標準ガスボンベは，輸送および使用済み容器の取扱いなどに制約があイーサネット（LAN）
りますので，販売店または当社営業担当者にご相談下さい。
特殊★
その他の関連品は下記を参照してください。
＊3
伝送出力
減圧弁
MSR−1B（コードNo. 126D932）
テレメーター用外部端子ユニット付きボンベ架台 （10L 2本立て用） （コードNo. 136F002）
外部端子ユニット用出力付き ★
減圧弁〜機器間の配管：ステンレスパイプφ2×3 3m（コードNo.116G018）
簡易外部端子ユニット ★
（減圧弁と配管はゼロガス用，スパンガス用として2式必要です）
特殊★
注2. 英文仕様（海外向け）
は，GFC−311E型を選定してください。
自動校正用ガス＊4
ゼロ，スパンガスともに外部から直接供給（標準） 注3. 乾式の環境大気測定機は，その測定原理・構造上，分析部内に雨水等が入ると故障の原因となります。
特殊★
これを避けるため，常時監視用として運用する場合は「集合採取分配管」（マプリンター＊5ニホールド）の使用をお薦めします。
なし（標準）
集合採取分配管が用意できない場合で，ふっ素樹脂製チュ−ブ等の「個別採取あり管」を使用する場合は，測定機の試料大気入口に「フッ素樹脂製」または「硬質毎個検定ガラス製」のミストトラップを設置することをお薦めします。
なし＊6（当社製ミストトラップ コードNo.：6499390K）
あり（検査済票付き）
注4. CFカード付属の場合は，別途ご下命ください。コードNo.6958270K
注5. 従来の承認番号第SAC071号も毎個検定や再毎個検定を受ける事ができます。