CN122C

OPTIONS
オプション

多検体チェンジャ（高温仕様） CHD-502H※ 冷却仕様につきましては最寄りの支店・営業所までお問い合わせください。

ターンテーブルにセットされた試料を順次自動的に測定します。
ユーザーシーケンスを用いて、検体毎に洗浄方法を設定することができます。

・気泡対策機能・パワーパージユニットにより、乾燥時間の短縮可能（オプション対応）
・割り込み追加機能付
項型

フロ ー 図内目式

名

称CHD - 502H

測 定 検 体 数

標準：30検体（20mL バイアル瓶）

必 要 試 料 量

標準：10mL

試料搬送方式

ターンテーブル回転による試料瓶移動

オートサンプラー

設度

室温 〜80℃

Auto Sampler

加熱冷却方式

電気ヒータ

試料排液方式

試料瓶へ戻すシ ー ケ ン ス

1）試料測定のみ

定温3）2 種類の標準物質による校正後、試料測定
制御内容1）測定装置側の［Meas.］
キーによる自動スタート
2）多検体チェンジャの［Start］キーによる自動スタート

密度比重セル3）リンスとパージ
4）測定装置側の［Calib.］キーによる自動校正
5）緊急測定洗浄槽 試料

表
廃液

P1ポンプ

P2

乾燥筒

ペリスタポンプ

サンプリング経路（廃液・洗浄液経路）
乾燥経路
Rinse2 Rinse1

Density/Specific Gravity Meter

容2）乾燥空気と脱気純水による校正後、試料測定

排気密度比重計

示機

能20桁 × 2 行 LCD（バックライト付き）

自動電源遮断全測定終了時に自動的に電源を遮断

通測定装置の通信：簡易シリアルインターフェース

信仕様

汎用インターフェース：RS-232C × 1ch
オ プ シ ョ ン

パワーパージユニット

接続対応機種DA-840/850/860、DA-640/645/650

使用環

電消費

電外形

寸質

境

温度：5 〜35℃ 湿度：85％RH 以下（但し、結露しないこと）

源

AC100 -120 V/ 200 -240 V±10 %力

約 380 Ｗ法610（W）× 445（D）× 500（H）mm

量約 29 kg

50 / 60Hz

電源ユニット約 5 kg

2111-53-YI

SUMMARY概要

信頼性 利便性 効率性
1978 年に国産初の振動式密度計 「DA-101B 」 を発売して以来、 これまで全 5 世代にわたり振動式密度計を開発してきました。 老舗メーカーとしての伝統と技術を受け継いだ信頼性と、市場のニーズに合わせた利便性と効率性を融合し、 第 6 世代機 DA-800 シ リ ーズ として生まれ変わりました。
23

FEATURES
特長

高い信頼性

操作部を選択可能

セミオートクリーンユニット

マルチチャンネル 同時測定可能

・京都電子工業は、国内唯一の国家標準にト手軽さを重視したタブレット、多様性を重視したPCから、・測定試料のサンプリング後、測定〜排液／洗浄／乾複数台を同時測定し、データを統合管理することが可

レーサブルな密度標準液供給メーカーです。

お客様の分析スタイルに合わせてお選びいただけます。

燥を自動でシーケンス処理可能なセミオートクリー・JCSS認定を受けた密度標準液で校正する能です。
【オプション】

ンユニット【オプション】をご用意しました。

・標準のポンプユニットと同様に本体一体型なので、ので、装置は国家標準にトレーサブルです。

・高い繰返し性を持っています。

省スペースで測定〜排液／洗浄／乾燥処理の自動（DA-860：SD 1×10-6 g/cm3）

タブレット

測定セル視認用カメラ搭載

ノートPC

デスクトップPC

操作部と測定部を分離・測定セル内の視認性を向上しました。
・操作部（タブレット/PC）と測定部を分離した構造により、測定部をヒュームフード（ドラフトチャンバー）・測定終了時の静止画像を保存し、セル内の状態を確認することが可能です。

内に置いて、制御は外からリモート操作が可能です。

・操作部と測定部を無線LAN接続することで、測定部処理が可能です。

測定時間の短縮
・従来アルゴリズムを進化させ、更に測定時間を短縮した安定判断モード Stability4を追加しました。

・温度安定状態では短時間（約10秒）測定が可能です。

操作部によって、同時接続できる台数が異なります。
デスクトップおよびノートPCの場合：4 台まで
タブレットの場合：2 台までから離れた場所での遠隔操作が可能です。【オプション】

Model Name

DA-860

Serial No.

12345678

Version No.

1.00

***

R e s u l t***

Date 2020/12/18 15:04:00<Measurement Info.>
Meas.Date
2020/12/18 15:00:00
Sample No.

001-001

Sample ID

LOT12345

Sample Name

Sample A

Method Name

Def. Method<Measurement Result>Meas.Temp.
DensityName:

20.00 ℃

0.998207 g/cm3
MANAGER / MANAGER---------------

DI対応支援機能 標準搭載
・ユーザー認証：担当者IDとパスワードによる認証・権限管理：担当者毎に編集制限などの権限設定
・監査証跡：自動的に操作履歴を記録
・電子署名：ワークフローによる電子承認、電子署名

・バックアップ/リストア/アーカイブ：
任意周期での自動バックアップ

プリンタ印字例45

フロントパネルを選択できます
京都ならではの 「和」 テイストで個性的な 1台に

Flagship ｍodel

密度比重計
Density/Specific Gravity Meter

Midrange model

密度比重計
Density/Specific Gravity Meter

Entry ｍodel

密度比重計
市販のモニターアーム
使用例

Density/Specific Gravity Meter

密度比重計
Density/Specific Gravity Meter
フロントパネルを選択
STEP 1

Panel

下記模様からお選び頂けます。
１）化粧パネル (縞)２）化粧パネル (扇)３）化粧パネル (京都)オートサンプラー
Auto Sampler

ポンプユニッ
ポ
プ
トを選択
STEP 2Pump

１）セミオートクリーンユニット ( 2 液)※
２）セミオートクリーンユニット ( 3 液)※
３）エアーポンプユニット <標準仕様>
４）ペリスタポンプユニット
５）パージユニット※ 試料吸引後にチューブを付替え、測定開始ボタンを押せば、測定後の試料排出および測定セルの洗浄・乾燥を自動で行います。

6

フローユニットを選択
STEP 1Flow

下記 4 種類からお選び頂けます。
FU1） 圧送 ・ 通常乾燥ポンプ ・ リンス 2 液 <標準仕様>
FU2） 圧送 ・ 大容量乾燥ポンプ ・ リンス 3 液FU3） 吸引 ・ 大容量乾燥ポンプ ・ リンス 2 液FU4） 吸引 ・ 通常乾燥ポンプ ・ リンス 0 液

7SPECIFICATIONSOPTIONS仕様

オプション

項目型式
名称測定
方式
測定
範囲測 定 温 度 範 囲 ※１
密度 ISO5725に 繰返し精度基づく値
再現精度
※２

精確さ
精確さ

不確かさ
評価に基づく値

内容DA-860（ 6 桁表示）
DA-850（ 5 桁表示）
DA-840（ 4 桁表示）
固有振動周期測定方式
0 〜 3 g/cm³
0 〜 100℃
1×10-⁶g/cm³
5×10-⁶g/cm³
5×10-⁵g/cm³
2×10-⁶g/cm³
5×10-⁶g/cm³
5×10-⁵g/cm³
3×10-⁶g/cm³
1×10-⁵g/cm³
5×10-⁵g/cm³
1.0 g/cm³ 付近
1.0 g/cm³ 付近±2×10-⁵g/cm³±5×10-⁵g/cm³±1×10- ⁴g/cm³
1.5 g/cm³ 付近
1.5 g/cm³ 付近±4×10-⁵g/cm³±1×10- ⁴g/cm³
但し、空気・純水によってファクター校正を行った場合の精確さになります。
但し、この精確さは、JCSS 校正事業者である当社が、振動式密度計の JCSS 校正を密度標準液で行った際の校正における不確かさの評価より算出したものです。

オートサンプラー AS-8030
従来から課題となっていた省スペース化を密度比重計と一体化した洗練されたデザインにより達成しました。
大流量乾燥ポンプによる乾燥時間短縮や 3 種類の洗浄液を使用可能な 3 液洗浄機能などの新しい機能の追加、CHD-502 でも好評を得ていましたガソリン気泡対策のための加圧測定機

サンプル付近の標準液でファクター校正を行った場合は、より良い精確さになります。
当社は、JCSS 認定校正証明書付の密度標準液を供給しております。
● 当社は、ISO/IEC 17025 : 2017 に適合しています。
● この証明書は、ILAC（国際試験所認定協力機構）及び APAC（アジア太平洋認定協力機構）のMRA（相互承認）に加盟している IAJapan に認定された校正機関によって発行されています。
この校正結果は ILAC / APAC の MRA を通じて、国際的に 受け入れ可能です。
温度必測表

精確さ
要最定示

小試時
機

料量間能

粘 度 補 正機
能サ ン プ リ ン グ 機 能サ ン プ ル 独 立 機 能安 定 度 判 断 機 能温 度 対 応 密 度 値 の自 動 補 正機
能密 度 と 濃度の自 動 補 正機
能統 計 処 理機
能外部

入拡
デ使

出張ー

タ用性入出環

電消外質

力

力境源

費形

電寸

力
法
量

±0.02℃（10 〜30℃）±0.03℃（10 〜30℃）±0.05℃（ 0 〜 90℃）
±0.05℃（ 0 〜 90℃）
±0.05℃（ 0 〜 90℃）
1）手動注入時 ：約 1mL2）自動注入時：約 2mL1）手動操作： 30秒〜 4 分
2）プログラムによる自動操作： 2 〜10 分
1) タブレット/ PC 接続による表示（ LCD 解像度：1280× 800 以上）
2) 表示内容：密度・比重・振動周期・温度・濃度・およびメッセージを表示あり
1) シリンジによる手動注入2) ポンプによる自動サンプリング
測定パラメータ、温度対応密度値換算、濃度換算などパラメータを 999 種類サンプルごとに独立して記憶
精確さと測定時間の関係を 5 段階設定可能
1) 任意の温度特性の試料に対する換算表または換算式を記憶
2) JIS 規格に基づく原油、石油製品、潤滑油の温度に対する密度換算テーブルを標準で装備
1) 濃度と密度の関係データ列を入力した内容で記憶
2) 温度と密度の関係式を記憶し、換算処理
1) 平均値、標準偏差、相対標準偏差の自動または手動計算
2) 統計処理の再計算およびデータの削除
1）LAN：タブレット/ PC2）USB： USB メモリ・DP- 600（サーマルプリンタ）※３
3）RS-232C ： IDP-100（ドットマトリクスプリンタ）※３
1）バーコードリーダー ：サンプル名、測定条件など自動入力可能
2）パソコン用ソフト ：SOF T- CAP（データキャプチャ用）
1）USB メモリをデータ記憶媒体として使用
2）USB メモリにより、アプリケーションソフトを提供
1）温度 ： 5 〜 35℃
2）湿度 ：85％ RH 以下（但し結露しない事）
DC 24 V 5A（本体）AC100-240V± 10％ 50/60Hz（ ACアダプタ）
40W（最大 120W 最小 20W ）295（W）× 330（D）× 255（H）mm
約19 kg※ 1 全機種とも、精確さの仕様を満足する温度範囲は 0 〜 90℃※ 2 当社規定による測定条件

能やサンプルバック機能などの機能の継承を行い、実際にご使用いただくお客様が便利と感じて頂く装置に仕上がっております。
便利で信頼性の高い全自動測定によるお客様の満足度向上を目指した、新型のオートサンプラーを、ぜひご検討ください。

気泡対策（加圧測定）

サンプルバック機能

高揮発性試料（ガソリンなど）に関して、加圧しながら香料などの高価な試料に対し、測定後の試料を試料サンプリング・測定することで、気化による気泡発生びんに戻すことができます。

を防ぎます。

共洗い（置換） 特許申請中

高洗浄効果

共洗い専用シーケンスを採用

洗浄液供給時に空気を混入させることにより洗浄効

試料と空気を気液混入により、共洗い効果を向上

果が向上します。洗浄液使用量を抑えることができまより少ない試料量で、効果的な共洗い測定が可能

す。

洗浄液なしで試料の置換が可能→洗浄・乾燥無し →測定時間短縮

測定が終了したバイアル瓶が簡単に交換が可能
交換後、固定を忘れても自動で固定される※ 3 対応プリンタについては、お問い合わせください
固定をワンタッチで解除【⼿動】

タブレット / PC 推奨スペック
項目
オペレーティングシステム
CPUメモリ
HDD または SSD
ディスプレイ解像度
インターフェイス
無線LAN

PC推奨スペック
Windows® 10 Pro 64 bit
Core i3 第10世代以上
8GB 以上300GB 以上
1280×800 以上
1000Mbps 以上（有線LAN）IEEE 802.11ac 以上

Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
Windows® 10の正式名称は、Microsoft® Windows® 10です。

8

バイアル瓶 固定・解除機構 特許申請中

タブレット推奨スペック
Intel® Pentium® Gold 4425Y以上
4GB 以上64GB 以上
USB3.0 以上 × 1ch 以上

解除中に⽚⼿で⼊替が可能【⼿動】

乾燥時間短縮 ※ FU2、FU3使用時
大容量乾燥ポンプを採用※

通常の乾燥ポンプの約測定実施前に⾃動で固定【⾃動】

5 倍測定経路を短時間で乾燥が可能
乾燥時間短縮によりトータル測定時間も大幅に短縮
9OPTIONS
オプション
AS-8030 仕様型

項目式

名ポンプユニット
内称AS- 8030

用途に合わせてポンプユニットを選択可能です。

オートサンプラー

設 置 可 能 容 器 数30

設

定温度

室温

標

準容器

20 mL バイアル瓶

必 要 最 小 試 料 量

容

セミオートクリーンユニット（2液）セミオートクリーンユニット（3液）エアーポンプユニット <標準仕様>（３）2種類の標準物質による校正後、試料測定サンプリング後に、測定→排液→サンプリング後に、測定→排液→流量が多く洗浄性の高い標準仕（１）タブレットから [測定開始] ボタンによる自動スタート

洗浄（2 液）→乾燥の工程を自動で洗浄（3 液）→乾燥の工程を自動で様。洗浄および乾燥の操作は手動（２）
タブレットから [リンス&パージ] ボタン によるリンス & パージ行います。

行います。となります。

ペリスタポンプユニット

パージユニット

10 mL ：洗浄乾燥後 ※20 mL ：共洗い測定時

試 料 搬 送 方 式

ターンテーブル回転による試料瓶移動

試 料 採 取 方 式

圧送方式 / 吸引方式 ※排（１）圧送による試料排液 ※液方式（２）試料戻し機構により試料瓶へ戻す ※シーケン

ス（１）試料測定のみ（２）乾燥空気と純水による校正後、試料測定

制

御（３）タブレットから [校正] ボタンによる自動校正（４）緊急測定（標準タイプのみ）
自動電源遮断機能

AS本体の電源断可能、密度計は温度制御中止のみ

通信

仕様

RS - 232C × 1 ch

表示機

能専用タブレット接続

接 続 対 応 機 種

密度比重計

DA -8xx シリーズ

その他の機種については弊社支店、営業所にお問い合わせください
使用環境１）温度： 5 〜 35℃
オートサンプラー AS-8030との接続時は、こちらを選択します。

（但し15℃ 未満の場合は、リンス 2の洗浄液にアセトンをご使用ください）
電源２）湿度： 85 ％ RH 以下（但し結露しない事）

D C 24 V

1.9 A（本体）AC 100 - 240 V

50/ 60 Hz（AC アダプタ）

消費電力45 W 以下

外形

寸法

300（W）×600（D）×500（H）mm

量約 27 kg

質C E マ ー キ ン グ

専用廃液瓶不要でサンプリングスシリンジでの試料注入及び洗浄ピードの調整が容易。洗浄および時に使用。洗浄後の乾燥機能のみ乾燥の操作は手動となります。

を搭載しています。

EMC ：EN 61326 -1
L V D ：EN 61010 -1 に適合

オートクリーン＆サンプリングユニット DCU-551N/H

RoHS：2011/65/EU, (EU)2015/863 に適合※ フローユニットによって異なる

サンプリングと測定後の試料排液、2液によるフローユニット

洗浄、乾燥を自動的に行います。
さまざまな試料性状等に対応す名称るために、各種フローユニットをご用意しています。

フローユニット1件条
サンプリング
圧送

乾燥ポンプ
通常

リンス液
2液

項目

標準タイプ

加熱タイプ

DCU-551N

DCU-551H

多くの用途に対応可能な汎用的なユニットです。【標準仕様】

型

検体数（瓶容量）

1 検体（20mLバイアル瓶）

必 要 試 料 量

10 mL

設

フローユニット2

圧送

大容量

3液

リンス液が3液使用可能な高機能なユニットです。

フローユニット3

吸引

大容量

2液吸引式で、大容量乾燥ポンプ仕様の汎用的なユニットです。

フローユニット4

吸引

通常

0液共洗い使用専用のユニットです。
リンス液は、試料瓶にセットします。

式

定名

温

称

度

ー

室温〜80℃

加熱冷却方式ー

電気ヒータ

試料採取方式

圧送

試料排液方式

1）圧送による試料排液圧送

試料戻し機構により試料瓶へ戻す

2）試料戻し機構により試料瓶へ戻す
電源

AC 100-120V/ 200-240V 50/60 Hz

AC 100-120V/ 200-240V 50/60 Hz
約190 W

消費

電力

約40W

外形

寸法

291（W）× 310（D）× 342（H）mm

本体：400（W）× 350（D）× 450（H）mm
電源ユニット：× 310
× 180
100（W）
（D）
（H）mm

質

フローユニット1，310

フローユニット2量

約 10 kg

本体部：約17 kg 電源ユニット部：約3.2 kg

フローユニット411