SPECIFICATION SHEET
pH電極 ELP−045／046／047／048
溶存酸素（DO）電極 ELD−011／012／013／015

バイオプロセス（発酵）用

バイオプロセス（発酵）用のpH電極や溶存酸素（DO）電極は，容器ごと繰り返し蒸煮滅菌されるので，高温で高圧に耐える構造が必要です。当社のバイオプロセス用電極は，この様な過酷な使用条件でも長期間優れた性能を発揮します。
両電極とも鉛フリータイプなので，環境にやさしい電極です。
ミニジャー用pH電極・溶存酸素（DO）
電極

pH電極の特長○ ガラス電極は，機械的強度が当社製一般膜に比べ約10倍のStrong膜を採用したので，取り扱いが安心です。
○ 比較電極は，メンテナンスが楽なKCl無補給式ゲルタイプを採用しました。また，ダブルジャンクションなので電位が安定し，銀イオントラップ（キレート樹脂）によりジャンクションが詰まり難い構造です。
○ 蒸煮滅菌温度は，135℃に対応しています。
○ ミニジャー挿入型は4種類の長さがあります。また，タンク側面取り付け用のステンレス製ホルダーや溶接ソケットを用意しています。
タンク用pH検出器

溶存酸素（DO）
電極の特長○ ポーラログラフ式電極の隔膜は，従来は単層FEP膜でしたがSUSメッシュをサンドイッチした高強度積層膜を採用したので，耐久性が向上し長寿命を実現しました。
○ 内部電極（作用極と対極）を初めてカートリッジ化（特許第4405653号）したので，電極のみの交換が可能，ランニングコストが低減します。
○ 電極ボディは堅牢なステンレス（SUS316L）製なので，取り扱いが安心です。
○ 圧バランス孔がないのでコンタミを起こしません。
○ ミニジャー挿入型は3種類の長さがあります。また，タンク用溶存酸素（DO）
検出器

タンク側面取り付け型や溶接ソケットを用意しています。
システム構成例＜現pH/DO電極
発
酵
タン
ク場＞

＜現場盤 / 計器室＞
pH/DO調節計

電極リード線

伝送出力（最長10m）

DC 4〜20mA

ON-OFFAC 100〜240V

受信計

調節（警報）接点出力電源供給DCS
記録計
調節計など

■ バイオプロセス（発酵）
用 pH電極● ミニジャー用

ELP−045／046／047／048

測 定 方 式：ガラス電極法
測 定 範 囲：pH0〜14（精密測定時pH0〜12）
使用温度範囲：測定時 0〜50℃滅菌温度135℃以下
使用圧力範囲：測定 37℃時 0.5MPa以下
滅菌 135℃時 0.3MPa以下
内 部 電 極：銀−塩化銀
比較電極内部液：3.3mol/L KClゲル
接 液 部 材 質：ガラス，セラミックス
リ ー ド 線：リードレスタイプ，コネクター接続
電極ガラス部外径：φ12
取 付 け 方 法：挿入式
ね じ 下 寸 法：右図の通り
型名
ELP−045
ELP−046
ELP−047
ELP−048● タンク用(52)標準仕様

PG13.5L

φ12L（mm）
120220320420ミニジャーへの装着例

固定式ホルダー HEW−101

取り付け例

溶接ソケット袋ナット

標準仕様
組 合 せ 電 極：ELP−045
接 液 材 質：SUS316L
取付けフランジ外径 ：φ38
挿 入 部 外 径：φ24.5
シール用Ｏリング：P21 FKM
フランジ下寸法：116mm

全長136

フランジ部
外径 φ38Oリング

挿入部
外径 φ24.5φ38

pH電極 ELP−045
固定式ホルダー HEW−101

キャップ

Oリング

50

Oリング P−2166173

本体タンク側面への装着例

φ24.5−2−P−21● 蒸煮試験データ

pH7の起電力変化
121℃

30分を1回とする蒸煮

0.5
0.4
0.30.2

pH0.1
0−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
01020304050

蒸煮回数

pHあたりの起電力（感度）121℃ 30分を1回とする蒸煮60/mV

56

起電力

5854525001020304050

蒸煮回数※蒸煮条件：121℃ 30分間の蒸煮を50回行う。

● 専用リード線

ELW−046／047／048／049

標準仕様
リード線材質と外径 ：耐熱PVC φ4.4
長さ：1m／3m／6m／10m
変換器側接続：矢型圧着端子（Ｍ3）×3
コネクター構造：防滴型

L

(81)

85

φ4.4

φ19−3−型 名
ELW−046
ELW−047
ELW−048
ELW−049

L（m）
13610■ バイオプロセス（発酵）
用 溶存酸素（DO）
電極● ミニジャー用

ELD−011／012／013

標準仕様

分解図

測 定 方 式：ポーラログラフ式
測 定 範 囲：0〜20mg/L
使用温度範囲：測定時 0〜50℃ 滅菌温度 130℃以下
使用圧力範囲：測定 37℃時 0.5MPa以下
滅菌 130℃時 0.27MPa以下
内 部 電 極：Pt-Ag
電解液：0.1mol/L-KClを含む中性溶液
接 液 部 材 質：SUS316L，シリコンゴム，FEP
リ ー ド 線：リードレスタイプ，コネクター接続
電極（挿入部）外径 ：φ12
取 付 け 方 法：挿入式
挿入部長さL：ELD−011…160mm
ELD−012…250mm
ELD−013…320mm

電極カートリッジ
ELD−027

Oリング
交換膜● タンク用ELD−015

標準仕様

分図

（53）

電極（挿入部）外径 ：φ24.5
取 付 け 方 法：タンク側面挿入式
シール用Oリング：P21 FKM
フランジ下長さ：126mm

解電極カートリッジ
ELD−02810

φ386165

189 ±3

φ24.5Oリング
交換膜

積層膜の断面模式図

作用極
フッ素樹脂層
O2透過性
シリコーン樹脂層

タンク側面への装着例

ステンレスメッシュ

O2−4−● 標準付属品型

● 補用品

名

ELD−011
ELD−012ELD−013

ELD−015名

称

数量

φ12用交換膜（Oリング付き）
電解液 50mL

5個1個シリンジ（1mL）
ブラインドキャップ

1個1個Oリング（P10A）

1個φ25用交換膜（Oリング付き）
電解液 50mL

5個1個シリンジ（2.5mL）
ブラインドキャップ

1個1個Oリング（P10A）

1個型

名

名

ELD−011
ELD−012
ELD−013ELD−015

称

コードNo.

数量

φ12用交換膜（Oリング付き）
電解液 50mL

0CA00001
143A4615個1個電極カートリッジ（φ12用）ELD−027
亜硫酸ナトリウム

ELD027
143A030

1個1個φ25用交換膜（Oリング付き）

0CA00002

5個

電解液 50mL
電極カートリッジ（φ25用）ELD−028

143A461
ELD028

1個1個亜硫酸ナトリウム

143A030

1個● 蒸煮試験データ

121℃ 30分

出力 ％ELD−011蒸煮での蒸煮耐久性

121℃ 30分

出力 ％ELD−011蒸煮での蒸煮耐久性

飽和水ゼロ水

ゼロ水

蒸煮回数

蒸煮回数

※ 蒸煮条件：121℃30分間の蒸煮を，隔膜・電解液の交換をせずに20回行う。

● 専用リード線

飽和水

ELW−074

標準仕様
リード線材質と外径 ：耐熱PVC φ4.4
長さ
L：1m／3m／6m／10m
変換器側接続：矢型圧着端子（M3）×3
コネクター構造：防滴型−5−■ 取り付け機器
タンク側面取り付け用pH検出器HEW−101型（pH電極ELP−045型組込み）や溶存酸素（DO）検出器ELD−015型
用の，タンクへの取り付け機器です。溶接ソケットと袋ナット，またブラインドプラグなどを用意しています。

● 溶接ソケット（タンク用）コードNo.：X0134900
G1 1/4材
質：SUS316L
取 付 角 度：30°
固定ねじ規格：G 1 1／430°42（φ（）74）● 溶接ソケットの袋ナット

コードNo.：X0110100
φ50材
質：BS固定ねじ規格：G 1 1／420

φ31

ローレット平目 m0.3（ピッチ：0.942）● ブラインドプラグ（タンク用）

G1 1/4

コードNo.：BP−0149

検出器を取り外した時にタンクのソケットへ挿入するプラグです。
ブラインドプラグ
50（φ（袋ナット））

材
質：SUS316L
袋 ナ ッ ト：BS G 1 1／4
O リ ン グ：P21 FKM
ア イ ボ ル ト：SUS304 M830°（310）（溶接ソケット）−6−■ 校正機器
バイオプロセス用pH計や溶存酸素（DO）計を校正するための校正キットや，クロスチェックするためのポータブルpH計とポータブル溶存酸素（DO）計を用意しています。
● pH校正キット

pH計の校正キットは，2点校正用のpH7標準液とpH4またはpH9の標準液およびビーカーで構成されています。標準測定はpH4標準液のキット，アルカリ測定の場
合はpH9標準液キットを選定してください。

用 途
pH標準pHアルカリ品
名pH校正4−7キット（AN）pH校正7−9キット（BN）コードNo.
6531680K6531690K

キット内訳表（AN）○pH校正4−7キット

コードNo. 数量（BN）○pH校正7−9キット

コードNo. 数量

ポリエチレンビーカー（500mL）（136C035）

3

ポリエチレンビーカー（500mL）（136C035）

3

pH4標準液 （500mL）
pH7標準液（500mL）
pH4標準液用粉末試薬（500mL用5袋/組）
pH7標準液用粉末試薬（500mL用5袋/組）（143F191）（143F192）（143F060）（143F061）

111
1

pH7標準液（500mL）
pH9標準液（500mL）
pH7標準液用粉末試薬（500mL用5袋/組）
pH9標準液用粉末試薬（500mL用5袋/組）（143F192）（143F193）（143F061）（143F062）1111● 溶存酸素（DO）
校正キット

DO計の校正キットは，空気飽和水でのスパン校正用（A）と，空気中でのスパン校正用（B）の2種類あります。
品 名用 途DO校正キット（A） 空気飽和水でのスパン校正用

コードNo.
6151840K

DO校正キット（B）

6151850K

空気中でのスパン校正用［DO校正キット（A）の内容］
項番
1

品 名
特級無水亜硫酸ナトリウムコードNo.
143A002

数量1

備 考500g入り用 途
ゼロ水調製用2

ビーカー

136C035

3

PE製500mL

校正・洗浄用

3
4

エアポンプ
乾電池

125B248
106A00312

乾電池式
単1 1.5V

空気飽和水調製用
エアポンプ用コードNo.

数量

143A002
136C035

1
3［DO校正キット（B）の内容］
項番
12

品

名特級無水亜硫酸ナトリウム
ビーカー

備

考用

500g入りPE製500mL● ポータブルpH計

途

ゼロ水調製用校正・洗浄用● ポータブル溶存酸素（DO）
計

pHクロスチェック用

DOクロスチェック用

HM−40P

DO−31P● 省電力設計，充電式電池も使用可能● 省電力設計，充電式電池も使用可能● 防水構造（IP67：1m，30分浸漬可）● 防水構造（IP67：1m，30分浸漬可）● データメモリー機能（1500データ）● データメモリー機能（1000データ）● 測定範囲● 測定範囲pH：pH0.00〜14.00，0〜100℃−7−

0〜20.00mg/L，0〜200％，0〜50℃

■ 組合せpH計変換器■ 組合せ溶存酸素
（DO）
計変換器

パネル取付型調節計

パネル取付型調節計

HBM−100B

OBM−102A● コンパクトDIN96サイズのパネル取り付け型● コンパクトDIN96サイズのパネル取り付け型● 電極特性の良否を自動判定● 2点調節出力，DC4〜20mA伝送出力● 2点調節出力，DC4〜20mA伝送出力● 手動温度補償（サンプル温度を設定）
機能● 手動温度補償（サンプル温度を設定）
機能● ワンタッチ自動校正，多彩な自己診断機能● ワンタッチ自動校正，多彩な自己診断機能● 測定範囲

最少 0〜1mg/L
最大 0〜50mg/L● 測定範囲pH −1〜15

現場設置型変換器

現場設置型変換器

HBM−160B（4線式）

OBM−162A（4線式）● 小型堅牢なアルミ製ケース（IP65相当）● 小型堅牢なアルミ製ケース（IP65相当）● 電極特性の良否を自動判定● 2点調節出力，DC4〜20mA伝送出力● 2点調節出力，DC4〜20mA伝送出力● 手動温度補償（サンプル温度を設定）
機能● 手動温度補償（サンプル温度を設定）
機能● ワンタッチ自動校正，多彩な自己診断機能● ワンタッチ自動校正，多彩な自己診断機能● 測定範囲● 測定範囲pH −1〜15

最少 0〜1mg/L
最大 0〜50mg/L