SPECIFICATION SHEETODM−135A型（2線式）
ODM−136A型（4線式）

工業用溶存酸素計変換器

小型堅牢なアルミ製ケース，シンプル操作の現場設置
型溶存酸素計変換器（発信器）です。
下水・し尿処理プラントや工場排水処理設備における，溶存酸素濃度の連続計測制御にご使用いただけます。
2 線式（DC 24V電源）と 4 線式（ACフリー電源）があります。
組合せ電極はポーラログラフ式の7533L型などですが，詳細は別冊の検出器スペックシートをご参照ください。

特長○ 伝送出力（測定）範囲の変更

最小0〜1mg/Lから最大0〜50mg/Lにおいて，9種類の範囲を任意に設定できます。
○ 測定値アジャスト○ 校正時，電極良否の自動判定

正常な校正ができない場合，ゼロ・スロープ異常または応答不良などのメッセージを表示します。

測定値を運転管理上のDO値に合わせることができます。
○ 自己診断○ 簡単操作

下面3 個のスイッチにより全ての操作を行えます。

温度測定抵抗の断線・短絡，ハードウェア異常，デー飽和溶存酸素量のデーターを記憶しているので，スパター異常などの異常発生時，伝送出力を上限または下ン校正もワンタッチで行えます。

限に振り切らせて異常を知らせるバーンアウト機能を装備しています。

○ 保守中は伝送出力値をホールド保守モード（ST−BY）にすると，伝送出力は切替える○ 測定モードへの自動復帰直前の値にホールドされるので，制御系を乱す心配が保守モードのまま2 時間を経過すると，測定モードへありません。

自動復帰させることができます。

構

成図
変換器
ODM −135A型

2線式システム
検出器

電極リード線
ELW−32型

＜現場＞

＜計器室＞

ディストリ
ビューター

電源・伝送出力（DC 24V 4〜20mA）

受信計（5m または 10m）
DC電源

指示計
記録計
調節計
DCS 等OC型
変換器
ODM −136A型

4線式システム
検出器

電極リード線
ELW−32型

＜現場＞

＜計器室＞

伝送出力（4〜20mA）

受信計（5m または 10m）

OC型計装電源AC 100〜120V
またはAC 200〜240V

指示計
記録計
調節計
DCS 等

標準仕様
製型品

名名測定

範

囲表

示

方式

溶存酸素計変換器
ODM−135A（2 線式）
ODM−136A（ 4 線式）
DO：0.00〜1.00/2.00/5.00/10.00/15.00/20.00/25.00/30.00/50.00mg/L
SAT：0.0〜150.0％ O2：0.0〜30.0％ TEMP：0.0〜100.0℃ これらは伝送出力はなし，表示のみ
液晶デジタル
直線性…±1％FS以内（等価入力にて）
ただし，0〜1，0〜2mg/Lレンジは±0.05mg/L以内
温度補償範囲…0〜45℃
温度補償精度…±3％FS以内（等価入力にて）
DC 4〜20mA 絶縁型 抵抗負荷 650Ω以下
DC 24V±10％
AC 90〜132V または AC 180〜264V 50/60Hz
0.6VA以下
約 3 VA−20〜55℃，99％（RH）以下（ただし結露なきこと）
屋外設置，IP55（防じん形，防憤流形）
50Aパイプ取付け
約 3 kg
G 3／4（PF 3／4 F）3ヵ所
アルミニウム合金鋳物
樹脂
SUS 304
メタリックシルバーおよびブルー

性能（検出器含まず）
伝送出力
電源
消費
電
力
周 囲 温 ･ 湿 度
構
造
取付
方法
質量
配線
口
本体
窓
材
質
取付金具
塗
装
色

操作スイッチ・表示部

端子

図● ODM−135A型（ 2 線式）
23451DO
2120EE

接地端子

電極リード線

電源・伝送ケーブル● ODM−136A型（ 4 線式）
234517170％℃

9091EE

単位表示mg/L

接地端子

電源ケーブル
伝送出力ケーブル−2−電極リード線

単位：mmφ118

φ60.5129

外形寸法図119±5.55053±5.5228±10178±103563±5.5● ODM−135A型（ 2 線式）

取付金具（50Aパイプ用）（取付金具は左右変更可能）
電源・伝送ケーブル配線口G （PF電極リード配線口G （PF）φ11ケーブルパッキン付きF）φ8リード線用パッキン付き

3563±5.5● ODM−136A型（ 4 線式）

取付金具（50Aパイプ用）（取付金具は左右変更可能）
電源ケーブル配線口G （PF F）（φ11ケーブル用パッキン付き）

伝送出力ケーブル配線口G （PF電極リード配線口G （PF）φ11ケーブルパッキン付きF）φ8リード線用パッキン付き

195±5.5●フード（オプション）

300±10

屋外直射日光下に設置する場合にお奨めします。
（150）

材
質：SUS304
取 付 方 法：50Aパイプ取付け
コ ー ド N o .：544493K−3−2 線式結線図
直流電源
ODM−135A型
変換器

電極リード線
ELW−32型

DC 24V＋ −電源・伝送出力ライン（DC 4〜20mA）

受信計

20 ＋21 −

12345E− 負荷抵抗＋ 650Ω以下

（）

D種
E
D種

検出器
OC型

＜水ジェット洗浄器 JOC−7C型組合せのシステム結線例＞
出力ホールド外部入力端子付きの場合（＃90−＃11 オプション）
直流電源
電極リード線
ELW−32型

ODM−135A型
変換器
1234520 ＋
21 −

EE

電源・伝送出力ライン
伝送出力 DC 4〜20mA（D種
変換器のモードスイッチを保守側にした時，及び洗浄中は伝送出力DC 4〜20mAがホールドされます。
D種1310141115121690

1791

18E

受信計

＋−− 負荷抵抗＋ 650Ω以下

9011

水ジェット洗浄器

DC 24V

出力ホールド指令ライン

ジャンパ線
（付属）

電源供給（AC 100V 50/60Hz）
D種検出器
OC型
接続端子の説明

洗浄ノズル（100メッシュ程度）

洗浄水供給（0.2〜0.5MPa）

必要に応じて接続して下さい。

13,14 : 洗浄始動信号入力端子「閉」時間：100msec以上の無電圧「閉」接点パルス
接点容量：DC 30V，0.1A以上
15,16 : 洗浄停止信号入力端子「開」で停止（出荷時短絡）
内部負荷電磁弁：AC 100V，220mA

洗浄水接続口 RC1／2

17,18 : 洗浄中信号 出力端子
洗浄中に＃17〜＃18間「閉」
接点容量：AC 125V，1A−4−）

4 線式結線図
ODM−136A型
変換器

電極リード線
ELW−32型

伝送出力（DC 4〜20mA）

受信計＋ 負荷抵抗− 650Ω以下

70 ＋71 −

12345E（90AC電源供給91）

D種

EE
D種

検出器
OC型

＜水ジェット洗浄器 JOC−7C型組合せのシステム結線例＞
出力ホールド外部入力端子付きの場合（＃10−＃11 オプション）
電極リード線
ELW−32型

ODM−136A型
変換器

伝送出力ライン受信計

伝送出力 DC 4〜20mA＋ 負荷抵抗− 650Ω以下

707112345（901011E）

D種

変換器のモードスイッチを保守側にした時，及び洗浄中は伝送出力DC 4〜20mAがホールドされます。

E
D種

電源・出力ホールド指令ライン

水ジェット洗浄器
1310141115121690179118E

電源供給（AC 100V 50/60Hz）
D種

検出器
OC型

接続端子の説明 必要に応じて接続して下さい。
13,14 : 洗浄始動信号入力端子「閉」時間：100msec以上の無電圧「閉」接点パルス
接点容量：DC 30V，0.1A以上

ストップ弁
洗浄ノズル

洗浄水供給
（0.2〜0.5MPa）

洗浄水接続口 RC1／2

ストレーナー（100メッシュ程度）

15,16 : 洗浄停止信号入力端子「開」で停止（出荷時短絡）
内部負荷電磁弁：AC 100V，220mA
17,18 : 洗浄中信号 出力端子
洗浄中に＃17〜＃18間「閉」
接点容量：AC 125V，1A（抵抗負荷）−5−製品コードODM136A−1−

ODM135A−1−
A
B
C
DEFG
H
J01A
B
CA
B
010123A
B
C01A
B

伝送出力
（DC 4〜20mA）範囲＊10〜1.00mg/L
0〜2.000〜5.000〜10.00
0〜15.00
0〜20.00
0〜25.00
0〜30.00
0〜50.00
出力ホールド外部入力＊2なし
あり
組合せ電極＊3
一般用 7533L（7699L）
し尿用 7536L，7546L（フロート式）（ 7696L）
発酵用 765□L，766□L＊4
表面仕上げ（塗装）
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊5なし
あり
配線口アダプター組込み3／ ）なし G3／（PF44 標準1／ ）G1／（PF22 SUS304
NPT1／2 SUS304
NPT3／4 SUS304
電極リード線引込み方法＊6ELW−32型（φ8）直結
ELW−1 または ELW−4型（φ6）
直結専用ケーブル
EC−22型（φ8）FC−4組合せ
フード（日除け）の有無
なし
あり（コードNo.544493K）
表記の形態
和文（標準）
英文指定（DC 4〜20mA）
は，A〜Jの 9種類です。この中か＊1. 伝送出力範囲ら選択してください。単位はmg/Lです。
＊2. JOC型洗浄器と組合せる場合は，「あり」を指定してください。
洗浄中に伝送出力をホールドします。
＊3. 7695L，7699L型は，旧タイプの水ジェット洗浄付き電極ホル
ダーJOC−7B型用の電極です。
＊4. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上，光沢度G40です。
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上，光沢度G80です。
＊5. 電源伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊6. 電極リード線ELW−32型は，7533L，7536L，7546L型電極用です。ELW−1型は，発酵電極用です。
ELW−4型は，旧タイプの7696L，7699L型電極用です。

−6−12AB
C
DEF
GH
J01A
B
CA
B
010123A
B
C01A
B

電源電圧＊1
AC 90V〜132V 50/60Hz
AC 180V〜264V 50/60Hz
伝送出力（DC 4〜20mA）範囲＊20〜1.00mg/L
0〜2.000〜5.000〜10.00
0〜15.00
0〜20.00
0〜25.00
0〜30.00
0〜50.00
出力ホールド外部入力＊3なし
あり
組合せ電極＊4
一般用 7533L（7699L）
し尿用 7536L,7546L（フロート式）（ 7695L）
発酵用 765□L,766□L＊5
表面仕上げ（塗装）
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊6なし
あり
配線口アダプター組込み3／ ） 標準なし G3／（PF441／ ）SUS304
G1／（PF22NPT1／2 SUS304
NPT3／4 SUS304
電極リード線引込み方法＊7
ELW−32型（φ8）直結
ELW−1 または ELW−4型（φ6）
直結専用ケーブル
EC−22型（φ8）FC−4組合せ
フード（日除け）の有無
なし
あり（コードNo.544493K）
表記の形態
和文（標準）
英文指定＊1. 電源電圧は，AC 100V系とAC 200V系のフリー電源ですが，JOC型洗浄器を組合せる場合は，AC 100V供給限定です。
（DC 4〜20mA）は，A〜Jの9 種類です。この中か＊2. 伝送出力範囲ら選択してください。単位はmg/Lです。
＊3. JOC型洗浄器と組合せる場合は，「あり」を指定してください。
洗浄中に伝送出力をホールドします。
＊4. 7695L，7699L型は，旧タイプの水ジェット洗浄付き電極ホル
ダーJOC−7B型用の電極です。
＊5. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上，光沢度G40です。重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上，光沢度G80です。
＊6. 電源ラインと伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊7. 電極リード線ELW−32型は，7533L，7536L，7546L型電極用です。ELW−1型は，発酵電極用です。
ELW−4型は，旧タイプの7696L，7699L型電極用です。

変換器と電極が離れて設置され，電極付属のリード線で変換器までの配線ができない場合に使用します。

φ101±2

名：FC−4造：屋外型
量：約0.9kg
ース：ABS樹脂
ース：ABS樹脂：梨地クロームメッキ
色
取 付 方 法：25A〜50Aパイプまたは壁，板に取付け可能

25〜50Aパイプ

70±290型
構
質ケベ130● コネクターボックス

220±10

メンテナンススペース

関連機器

70±290︵G124±10

4−M8ボルト／φ10穴±250

電極リード線配線口

ケーブル配線口 ︶73（G ）● 専用ケーブル

専用ケーブルはDO計用の特殊ケーブルで変換器，コネクターボックス間に使用します。
介在（スフ糸）型
名：EC−22
外
径：φ8絶縁
物：ポリエチレンおよびビニール
外
被：ビニール
芯線間絶縁抵抗：10 5MΩ以上/100m
延 長 距 離：最長100m，途中中継使用不可
標
準長：5m〜100mまで5m単位
質
量：約0.5kg/5m

紙テープ

導体
絶縁体

1423

一次編組
内層（内シース）
ニ次編組
シース

2 線式変換器用の電源ユニットや電源付きメーターリ
レーを用意しております。必要に応じてご指定ください。
●電源ユニット型
名：PA−24＋3出力定格電圧：DC 24V −1 V
出力定格電流：2〜22mA（2台の計器の並列接続は不可）
供 給 電 源：AC 100V±10％ 50/60Hz
周 囲 温 度：−5〜55℃
構
造：屋内用，プラグイン型
質量：約300g※端子台より出力伝送信号

一般公差±5mm

DC 4〜20mAを取出し可能。

−7−

組合せ検出器
代表的な組合せ検出器の型名・概略仕様・形状は下表の通りです。設置・測定条件に応じて，選定お願いします。
組み込むDO電極は，ポーラログラフ方式の7533L型（排水・下水処理用），または7536L型（し尿処理用）です。専用のリード線はELW−32型です。仕様詳細につきましては，別冊の検出器編スペックシートをご覧ください。
パルスエアジェット 水ジェット洗浄付き 水ジェット洗浄付き
洗浄付き浸漬型検出器 落し込み式検出器
浸漬型検出器JOC−950C
JOC−711C
POC−7D型名
屋外防雨型
構造
水ジェットまたは水ジェットまたはなし
なし
パルスエアジェット
自動洗浄方式
エアジェットエアジェットPVC
PVC /SUS304
PVC /SUS316
PVC /SUS316
PVC / SUS316
接液部材質
0〜45℃
試料水温度
大気圧
圧力
電極部が10cm/s以上
流速
検 出 器 長 さ ホルダー長さ：0.5〜3.5m 保護管長さ：2〜6m ホルダー長さ：1〜3m 保護管長さ：2〜6m ホルダー長さ：0.5〜3m
約1kg（長さ1m）
約17kg（長さ5m）
約4kg（長さ1m）
約20kg（長さ5m）
約7kg（長さ1m）
質量
プラントエアー
工水またはプラントエアー 工水またはプラントエアー
洗浄水またはなしなし
0.2〜0.5MPa
0.2〜0.5MPa
0.2〜0.5MPa
洗浄空気供給不要
不要
AC 100V 50/60Hz
AC 100V 50/60Hz
AC 100V 50/60Hz電源製

形品

名

浸漬型
DO電極ホルダー
OC−711

落し込み式
DO検出器
OC−950状＜斜め取付け例＞