医政発０３３１第１６号
平成２６年３月３１日

都道府県知事
各保健所設置市長殿

特 別 区 長

厚生労働省医政局長（公 印 省 略）「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について

医療機関における診療放射線装置の安全管理については、「医療法施行規則の一 部 を 改 正 す る 省 令 の 施 行 に つ い て 」 （ 平 成 13 年 3 月 12 日 医 薬 発 第 188 号 医 薬局 長 通 知 。 以 下 「 第 1 88 号 通 知 」 と い う 。 ） 等 に よ り 御 配 慮 い た だ い て い る と ころである。
今 般 、 放 射 化 物 が 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和 32 年法律第 167 号。以下「防止法」という。
）の規制対象へ追加されたこと及び近年のエックス線診療室の漏えい線量の算定評価法の技術進歩に対応し、第 188 号 通 知 の 一 部 を 下 記 の と お り 改 正 す
るので、御了知されるとともに、管下関係団体等並びに管下医療機関に周知方お願いする。
記
第一 改正の趣旨
１．放射化物の防止法の規制対象への追加に伴う対応
医療法では、従来より、診療用高エネルギー放射線発生装置（リニアック装置）の防護対策を講じることを求めていたが、防止法の改正により放射化物が規制対象とされ、放射化物の保管、保管廃棄方法等が規定された。
一方、第 188 号通知第二（四）１（１）（ウ）において放射線診療室については「放射線診療室
において、放射線診療と無関係な機器を設置し、放射線診療に関係ない診療を行うこと及び放射線診療室を一般の機器及び物品の保管場所として使用することは認められないこと。
」としているため、放射化物の保管等については放射線診療室以外の場所において行うことが望ましい。
しかし、現在の医療機関の実態を踏まえると、放射化物を保管するための放射化物保管設備や放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を個別に設けることは極めて難しいと考えられ、また、診療用高エネルギー放射線発生装置における放射化物の保管等に係る安全管理の徹底は、診療放射線の安全の確保にとって重要な要件の一つであることから、防止法との整合性を図り、今般、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室においても防止法の許可を受けた放射化物保管設備又は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を備えることを認めることとする。
２．エックス線診療室の漏えい線量の算定評価法の技術進歩に伴う対応
第 188 号通知は、米国放射線防護測定審査会（National Council on Radiation Protection andMeasurements。以下「NCRP」という。
）における Report No.49（1976 年）及び Report No.102（1989 年）のデータに基づき、エックス線診療室等の構造設備及び管理区域に係る境界等のしゃへい線量の算定方法やしゃへい算定に関する参考事項を示している。
2004 年に、
NCRP Report No.49 におけるエックス線診療室のしゃへい評価法を改定した Report
No.147 が刊行された。当該通知への取り入れについて平成 19 年～平成 21 年度厚生労働科学研
究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）による「医療放射線の安全確保に関する研究」（研究代表者：細野眞、近畿大学医学部放射線医学教室教授）において専門的な検討を行い、第 188 号通知への取り入れについて適当であるとされたため、所要の改正を行うこととする。
改正の主なポイントは以下の通りである。
① 医療機関においてエックス線装置の実効稼働負荷値を設定できないということはエック
ス線検査の使用状況を把握・管理できていないということにつながり、医療安全の観点から問題があると考えられるため、３月間の実効稼働負荷値を設定できない場合の表を削除した。
② 管電圧及び管電流について、定格管電圧及び定格管電流による計算では過剰評価となるため、使用管電圧及び使用管電流による計算に改めた。
③ NCRP Report No.147 において、鉛、コンクリート、鉄、石膏、ガラス及び木材の６種類のしゃへい体と管電圧の間のパラメータが示されているため、これを基に、各厚さの空気カー
マ透過率を設定した。

第二 改正の内容
別紙１の新旧対照表のとおり改正する。
また、第 188 号通知を平成 13 年 3 月 12 日に通知した際にお示しした、「参考例 １」については別紙４のとおり改正する。

＜別紙１＞○

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成１３年３月１２日医薬発第１８８号）抄（下線は改正部分）
改

正

後

改

第一

改正の趣旨（略）第一改正の趣旨（略）

第二

個別事項

第二

個別事項

（一）～（三）（略）（一）～（三）（略）（四）１(１)(ア)～(イ)（略）（四）１(１)(ア)～(イ)（略）(ウ)

放射線診療室において、放射線診療と無関係な機器を設

(ウ)

正

前

放射線診療室において、放射線診療と無関係な機器を設置し、放射線診療に関係のない診療を行うこと及び放射線診

置し、放射線診療に関係のない診療を行うこと及び放射線診

療室を一般の機器及び物品の保管場所として使用することは療室を一般の機器及び物品の保管場所として使用することは認められないこと。ただし、放射線診療に必要な患者監視装認められないこと。ただし、放射線診療に必要な患者監視装置、超音波診断装置及びその他のME機器等を放射線診療室に置、超音波診断装置及びその他のME機器等を放射線診療室に備えること並びに診療用高エネルギー放射線発生装置（リニ備えることは認められること。

アック装置）使用室に防止法の許可を得た放射化物保管設備
又は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を備えることは認められること。この場合において、第25条第４号の規定に関し、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要として、当該放射化物保管設備又は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を備える旨を記載し、第29条第２項の規定により、病院又は診療所の所在地の都道府県知事に届出を行う必要があること。

(エ)（略）(エ)（略）(２)～(12)（略）(２)～(12)（略）

２～13（略）（六）線量等の算定等

２～13（略）（六）線量等の算定等

１（略）

１（略）

２

２

放射線取扱施設等及び管理区域の境界における線量等の算定(１)

線量の算定に当たっては、放射線診療装置等の使用状態に

放射線取扱施設等及び管理区域の境界における線量等の算定(１)

線量の算定に当たっては、放射線診療装置等の使用状態に従い、使用時、保管時又は使用時及び保管時の合計の線量を計従い、使用時、保管時又は使用時及び保管時の合計の線量を計算すること。また、内部被ばくがある場合は、その数値を加算算すること。また、内部被ばくがある場合は、その数値を加算すること。新たに放射線診療装置等を備えようとする場合は、すること。新たに放射線診療装置等を備えようとする場合は、計算によること。なお、使用時及び保管時の線量の算定は以下従前通り推定によること。なお、使用時及び保管時の線量の算のように行うこと。

定は以下のように行うこと。

(ア)

(ア)

使用時における線量は、次のように算出すること。

使用時における線量は、次のように算出すること。

①（略）

①（略）

②

②

実効稼働負荷の設定に当たっては、エックス線装置ごと

エックス線装置にあっては、装置ごとの３月間当たりのに届出された３月間当たりの延べ実効稼働負荷を用いて評延べ実効稼働負荷を定めて届出する場合はその値を用い、価すること。

その値を定めず届出する場合であって次表の左欄に掲げる
エックス線装置の種類に応じて右欄に掲げる３月間の実効
稼働負荷未満である場合は、この数値を用いて計算すること。

（削る）
エックス線装置

３月間の実効稼働負荷（ミリアンペア秒）

骨、胸部、腹部撮影用、胸部

４×１０４

集検用間接撮影③～④（略）

消化器系透視用

３×１０５

血管系透視用

２×１０６

ＣＴ撮影用

５×１０６

口内法撮影用

７×１０３

歯科用パノラマ断層撮影

７×１０２③～④（略）(イ)（略）(イ)（略）(２)（略）(２)（略）

３～５（略）

３～５（略）

６

６

エックス線診療室等の構造設備に係るしゃへい算定に関する参考事項

エックス線診療室等の構造設備に係るしゃへい算定に関する参考事項

エックス線診療室等の構造設備について、所定の線量以下とす

エックス線診療室等の構造設備について、所定の線量以下とすることができる鉛当量及びこの標準値及び放射線の測定に関するることができる鉛当量及びこの標準値及び放射線の測定に関する参考事項を次のとおり示すので参考にされたい。

参考事項を次のとおり示すので参考にされたい。

(１)

(１)

鉛当量の標準値

各号に掲げる装置に係る鉛当量の標準値はそれぞれ各号に掲

鉛当量の標準値
各号に掲げる装置に係る鉛当量の標準値はそれぞれ各号に掲げるとおりとすること。

げるとおりとすること。

(ア)（略）(ア)（略）

(イ)エックス線診療室の画壁等の実効線量(イ)

エックス線診療室の画壁等の実効線量

エックス線診療室のしゃへいは、次に掲げるエックス線のエックス線診療室のしゃへいは、次に掲げるエックス線のしゃへいについて考慮し、エックス線装置の範囲は、出力のしゃへいについて考慮し、エックス線装置の範囲は、定格出管電圧が200キロボルト以下のものとすること。

力の管電圧が200キロボルト以下のものとすること。

なお、しゃへい計算のための模式図を別図に示す。

なお、しゃへい計算のための模式図を別図に示す。

①

一次エックス線のしゃへい①

一次エックス線のしゃへい②

散乱エックス線のしゃへい②

散乱エックス線のしゃへい③

エックス線管容器からの漏えいエックス線のしゃへい③

エックス線管容器からの漏えいエックス線のしゃへい（一次線による漏えいエックス線量の計算）
Ｅｐ＝(Ｘ×Ｄｔ×Ｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ×Ｔ)／ｄ１２（一次線による漏えいエックス線量の計算）
Ｅｐ＝(Ｘ×Ｄｔ×Ｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ×Ｔ)／ｄ１２

Ｅｐ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

Ｅｐ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

Ｘ：エックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距

Ｘ：エックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距離における空気カーマ注１）（マイクログレイ毎ミリア

離における空気カーマ注１） （マイクログレイ毎ミリア

ンペア秒）

ンペア秒）

Ｄｔ：しゃへい体の厚さｔ（ミリメートル）における空気
カーマ透過率注１）
Ｗ：３月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷（ミリアンペア秒毎３月間）
Ｅ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数（シーベ
ルト毎グレイ）注２）

Ｄｔ：しゃへい体の厚さｔ（センチメートル）における空気カーマ透過率注１）
Ｗ：３月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷（ミリアンペア秒毎３月間）
Ｅ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数（シーベ
ルト毎グレイ）注２）

Ｕ：使用係数Ｕ：使用係数

Ｔ：居住係数

Ｔ：居住係数

ｄ１：エックス線管焦点からしゃへい壁の外側までの距離

ｄ１：エックス線管焦点からしゃへい壁の外側までの距離（メートル）（メートル）

エックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距離

エックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距離における空気カーマの表（表１）を用いてＸを、また、透における空気カーマの表（表１）を用いてＸを、また、透過率の表（表２～７）を用いて使用管電圧に対応するしゃ

過率の表（鉛については表２、コンクリートについては表へい厚からＤｔの値が求められる。なお、該当する数字が３）を用いて定格管電圧に対応するしゃへい厚からＤｔのない場合は、安全側に設定するか又は補間法により求める値が求められる。なお、該当する数字がない場合は補間法こと。

により求めること。

なお、透視可能なエックス線装置で、受像面を含む受像

なお、透視可能なエックス線装置で、受像面を含む受像装置に着脱不可能な一次エックス線防護障壁がある場合は装置に着脱不可能な一次エックス線防護障壁がある場合はそれをしゃへい体として考慮することができること。

それをしゃへい体として考慮することができること。

（散乱エックス線の漏えいエックス線量の計算）
Ｅ ｓ＝(Ｘ×Ｄｔ×Ｗ×(Ｅ／Ｋ ａ)×Ｕ×Ｔ)／(ｄ ２２×ｄ３（散乱エックス線の漏えいエックス線量の計算）
Ｅｓ＝(Ｘ×Ｄ ｔ×Ｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ×Ｔ)／(ｄ ２２×ｄ ３２)×(ａ×Ｆ)／400２)×(ａ×Ｆ)／400

Ｅｓ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

Ｅｓ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

Ｘ：エックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距

Ｘ：エックス線焦点から利用線錐方向の１メートルの距離離における空気カーマ注１）（マイクログレイ毎ミリア

における空気カーマ注１） （マイクログレイ毎ミリアン

ンペア秒）

ペア秒）

Ｄｔ：しゃへい体の厚さにおける空気カーマ透過率注１）

Ｄｔ：しゃへい体の厚さにおける空気カーマ透過率注１）

Ｗ：３月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷（ミリＷ：３月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷（ミリアンペア秒毎３月間）
Ｅ／Ｋ ａ：空気カーマから実効線量への換算係数注２） （シーベルト毎グレイ）

アンペア秒毎３月間）
Ｅ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数 注２） （シーベルト毎グレイ）

Ｕ：使用係数Ｕ：使用係数

Ｔ：居住係数

Ｔ：居住係数

ｄ２：撮影天板面での利用線錐中心からしゃへい壁の外側

ｄ２：被写体からしゃへい壁の外側までの距離（メートルまでの距離（メートル）
ｄ３：エックス線管焦点から撮影天板面までの距離（メー）ｄ３：エックス線管焦点から被写体までの距離（メートル

トル）

）

ａ：照射野400平方センチメートルの組織類似ファントム

ａ：照射野400平方センチメートルの組織類似ファントム

から１メートルの距離における空気カーマ率のＸに対すから１メートルの距離における空気カーマ率のＸに対する百分率注１）（エックス線管焦点がファントムから１る百分率注１）メートルの距離の場合）
Ｆ：受像面における照射野の大きさ（平方センチメートル

Ｆ：照射野の大きさ（平方センチメートル）
エックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距離）における空気カーマの表（表１）を用いてＸを、透過率のエックス線管焦点から利用線錐方向の１メートルの距離表（鉛については表２、コンクリートについては表３）をにおける空気カーマの表（表１）を用いてＸを、透過率の用いて定格管電圧に対応するしゃへい厚からＤｓの値並び

表（表２～７）を用いて使用管電圧に対応するしゃへい厚に照射野400平方センチメートルの組織類似ファントムかからＤ ｔの値並びに照射野400平方センチメートルの組織ら１メートルの距離における空気カーマ率百分率の表（表類似ファントムから１メートルの距離における空気カーマ４）からａが求められる。なお、該当する数字がない場合

率百分率の表（表８）からａが求められる。なお、該当すは補間法により求めること。

る数字がない場合は、安全側に設定するか又は補間法により求めること。
（エックス線管容器からの漏えいエックス線量の計算）（エックス線管容器からの漏えいエックス線量の計算）

エックス線管容器から漏えいする放射線は、管容器で十分しエックス線管容器から漏えいする放射線は、管容器で十分しゃへいされたのちであるので、画壁等でのしゃへい効果の計算

ゃへいされたのちであるので、画壁等でのしゃへい効果の計算に当たっては、大幅に減衰したエックス線の広いビームに対すに当たっては、大幅に減衰したエックス線の広いビームに対す

る半価層又は１／10価層を用いて計算すること。

る半価層又は1／10価層を用いて計算すること。

・半価層を用いる計算式
ＥＬ＝(１／２)ｔ／ｔ１／２ ×(Ｘ Ｌ×ｔｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ
×Ｔ)／ｄ４２
・１／10価層を用いる計算式
ＥＬ＝(１／10)ｔ／ｔ１／10 ×(ＸＬ×ｔｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ

・半価層を用いる計算式
ＥＬ＝(１／２)ｔ／ｔ１／２ ×(ＸＬ×ｔｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ
×Ｔ)／ｄ４２
・１／10価層を用いる計算式
ＥＬ＝(１／10)ｔ／ｔ１／10 ×(ＸＬ×ｔｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ

×Ｔ)／ｄ４２

×Ｔ)／ｄ４２

ＥＬ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

ＥＬ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

ＸＬ：エックス線装置からの漏えい線量。エックス線管

ＸＬ：エックス線装置からの漏えい線量。エックス線管

容器から１メートルの距離における空気カーマ注３）

容器から１メートルの距離における空気カーマ注３）（マイクログレイ毎時）（マイクログレイ毎時）

ｔｗ：３月間における稼働時間。３月間におけるエック

ｔｗ：３月間における稼働時間。３月間におけるエック

ス線装置の実効稼働負荷（ミリアンペア秒毎３月間）

ス線装置の実効稼働負荷（ミリアンペア秒毎３月間）

÷使用管電流（ミリアンペア）÷3600（秒／時間）

÷定格管電流（ミリアンペア）÷3600（秒／時間）

Ｅ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数（シーＥ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数（シーベルト毎グレイ）注２）

ベルト毎グレイ）注２）

Ｕ：使用係数Ｕ：使用係数

Ｔ：居住係数

Ｔ：居住係数

ｄ４：エックス線装置のエックス線管焦点からしゃへい

ｄ４：エックス線装置のエックス線管焦点からしゃへい

壁の外側等の評価点までの距離（メートル）

壁の外側等の評価点までの距離（メートル）ｔ １／２ ：しゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広ｔ １／２ ：しゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層注１）（ミリメートル）いビームに対する半価層注１） （ミリメートル又はセ

ｔ １／10 ：しゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する１／10価層注１）（ミリメートル）

ンチメートル）ｔ １／10 ：しゃへい体の大幅に減衰したエックス線の広ｔ：しゃへい体の厚さ（ミリメートル）いビームに対する１／10価層注１）（ミリメートル又半価層又は１／10価層は、表９を用いて使用管電圧に対はセンチメートル）

応するしゃへい体のｔ１／２又はｔ１／10価層の値を求められるが、該当する数字がない場合は、安全側に設定するか又は補間法により求める。

ｔ：しゃへい体の厚さ（ミリメートル又はセンチメート
ル）
半価層又は１／10価層は、表６を用いて定格管電圧に対応するしゃへい体のｔ１／２又はｔ１／10価層の値を求められるが、該当する数字がない場合は補間法により求める。

（複合のしゃへい体からの漏えいエックス線量の計算）（複合のしゃへい体からの漏えいエックス線量の計算）

一次エックス線による利用線錐方向のしゃへいは対向板に鉛

一次エックス線による利用線錐方向のしゃへいは対向板に鉛が用いられ、その後コンクリートでしゃへいされるような複合が用いられ、その後コンクリートでしゃへいされるような複合しゃへいの場合は、一次しゃへいで大幅に減衰したエックス線

しゃへいの場合は、一次しゃへいで大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する放射線量と半価層又は１／10価層を乗じの広いビームに対する放射線量と半価層又は１／10価層を乗じて計算することができる。

て計算することができる。

Ｅｐ＝(Ｘ×Ｄｔ×Ｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ×Ｔ)／ｄ１２×（１／Ｅｐ＝(Ｘ×Ｄｔ×Ｗ×(Ｅ／Ｋａ)×Ｕ×Ｔ)／ｄ１２×（１／２）ｔ／ｔ１／２

２）ｔ／ｔ１／２

Ｅｐ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

Ｅｐ：漏えい実効線量（マイクロシーベルト毎３月間）

Ｘ：エックス線装置のエックス線管焦点から利用線錐方向

Ｘ：エックス線装置のエックス線管焦点から利用線錐方向に１メートルの距離における空気カーマ注１） （マイクに１メートルの距離における空気カーマ注１） （マイクログレイ毎ミリアンペア秒）

ログレイ毎ミリアンペア秒）

Ｄｔ：厚さｔ（ミリメートル）の最初のしゃへい体による透過率

Ｄｔ：厚さｔ（センチメートル）の最初のしゃへい体による透過率

Ｗ：３月間の実効稼働負荷（ミリアンペア毎秒３月間）

Ｗ：３月間の実効稼働負荷（ミリアンペア毎秒３月間）

Ｅ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数（シーベＥ／Ｋａ：空気カーマから実効線量への換算係数（シーベ

ルト毎グレイ）注２）

ルト毎グレイ）注２）

Ｕ：使用係数Ｕ：使用係数

Ｔ：居住係数

Ｔ：居住係数

ｄ１：エックス線装置のエックス線管焦点から画壁外側等

ｄ１：エックス線装置のエックス線管焦点から画壁外側等の利用線錐方向の評価点までの距離（メートル）の利用線錐方向の評価点までの距離（メートル）ｔ １／２ ：２番目のしゃへい体の大幅に減衰したエックス

ｔ １／２ ：２番目のしゃへい体の大幅に減衰したエックス

線の広いビームに対する半価層注１）（ミリメートル）

線の広いビームに対する半価層注１）（ミリメートル又ｔ：２番目のしゃへい体の厚さ注１）（ミリメートル）はセンチメートル）
ｔ：２番目のしゃへい体の厚さ注１） （ミリメートル又は

センチメートル）（漏えいエックス線量の複合計算）（漏えいエックス線量の複合計算）

対向板に所定の鉛当量が確保されている場合、Ｅｐ（別図を対向板に所定の鉛当量が確保されている場合、Ｅｐ（別図を参照）の漏えいエックス線量は、複合計算しなくても差し支え参照）の漏えいエックス線量は、複合計算しなくても差し支えないが、ＥｓとＥＬの位置での漏えいエックス線量は、それぞないが、ＥｓとＥＬの位置での漏えいエックス線量は、それぞれに算定した漏えいエックス線量の和をもって表すものとする

れに算定した漏えいエックス線量の和をもって表すものとする

こと。

こと。

注１）

エックス線管焦点から利用線錐方向に１メートル

注１）

エックス線管焦点から利用線錐方向に１メートルの距離における空気カーマ（表１）、使用管電圧ごとのの距離における空気カーマ（表１）、定格管電圧ごとのしゃへい体の厚さにおける空気カーマ透過率（表２（鉛しゃへい体の厚さにおける空気カーマ透過率（鉛；表２）、表３（コンクリート）、表４（鉄）、表５（石膏）、コンクリート；表３）、照射野400平方センチメート、表６（ガラス）、表７（木材））、照射野400平方セ

ルの組織類似ファントムから１メートルの距離におけるンチメートルの組織類似ファントムから１メートルの距

空気カーマ率の百分率（表４）及びしゃへい体の大幅に離における空気カーマ率の百分率（表８）及びしゃへい

減衰したエックス線の広いビームに対する半価層又は１体の大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半／10価層（表６）は、原則としてそれぞれに示した表の価層又は１／10価層（表９）は、原則としてそれぞれに値を用いることとする。

示した表の値を用いることとする。
ただし、学会誌等（海外誌を含む。）で公表されている適切な資料等を有している場合には、その値を用いて

ただし、学会誌等（海外誌を含む。）で公表されている適切な資料等を有している場合には、その値を用いても良いこととすること。

も良いこととすること。
注２）

表10の値は、原則として、告示第398号別表第１

注２）

表５の値は、原則として、告示第398号別表第１の光子エネルギーに対する実効線量への換算係数を採用の光子エネルギーに対する実効線量への換算係数を採用

する。

する。

この場合において、エックス線装置の使用管電圧（キこの場合において、エックス線装置の定格管電圧（キロボルト）によるエックス線のエネルギーは、吸収又はロボルト）によるエックス線のエネルギーは、吸収又は

散乱後のエックス線のスペクトルは発生時のものと異な

散乱後のエックス線のスペクトルは発生時のものと異なっているが、換算係数の選択に当たっては、光子エネルっているが、換算係数の選択に当たっては、光子エネル

ギー（KeV）＝使用管電圧（kV）と見なし、対応する換

ギー（KeV）＝定格管電圧（kV）と見なし、対応する換算係数の値を用いるものとする。

算係数の値を用いるものとする。

なお、使用管電圧が80キロボルトを超えるエックス線

なお、定格管電圧が80キロボルトを超えるエックス線装置の換算係数は、最大値1.433を用いるものとするこ装置の換算係数は、最大値1.433を用いるものとするこ

と。

と。

注３）

エックス線管の容器及び照射筒の利用線錐方向以

注３）

外の１時間当たりの漏えいエックス線量は、原則として外の１時間当たりの漏えいエックス線量は、原則として第30条第１項第１号に規定する各エックス線装置の空気第30条第１項第１号に規定する各エックス線装置の空気カーマ率を用いることとする。

カーマ率を用いることとする。

ただし、適切な方法により測定されたエックス線管容

ただし、適切な方法により測定されたエックス線管容器等の漏えいエックス線量に関する根拠資料等を有して器等の漏えいエックス線量に関する根拠資料等を有している場合には、その値を用いてもよい。

いる場合には、その値を用いてもよい。

（七）（略）（七）（略）

別図

別図（略）※別紙２に記載

表１～表10エックス線管の容器及び照射筒の利用線錐方向以※別紙３に記載

表１～表６（略）＜別紙２＞

壁

ｄ１

ｄ３

Ｅｐ

エックス線装置

ｄ２

ｄ４

壁
Ｅｓ

ＥＬ

＜別紙３＞

表１

エックス線装置の使用管電圧とエックス線管焦点から１メートルの距離における空気カーマ

使用管電圧（kV)

空気カーマ（μGy/mAs）

25

23.5

30

43.6

35

67.3

50

17.5

55

21.3

60

25.7

65

30.6

70

36.0

75

41.9

80

48.3

85

55.0

90

62.1

95

69.4

100

77.1

105

85.0

110

93.1

115

101

120

110

125

118

130

127

135

135

140

143

145

152

150

160

この数値は NCRP Report No.147（2004）に基づく。
25～35kV の空気カーマはモリブデン陽極とモリブデンフィルタを有する乳房撮影用エックス線装置に対するものである。
なお、該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表２ 鉛におけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい

使用管電圧(kV)＜別紙３＞

厚
(mm)

25

30

35

50

55

60

65

70

0.0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

0.1

7.08E-05

2.91E-04

9.60E-04

6.75E-02

8.60E-02

1.07E-01

1.31E-01

1.55E-01

0.2

3.01E-07

3.55E-06

2.86E-05

1.10E-02

1.72E-02

2.60E-02

3.76E-02

5.13E-02

0.3

1.92E-09

6.48E-08

1.28E-06

2.54E-03

4.75E-03

8.47E-03

1.41E-02

2.18E-02

0.4

1.33E-11

1.30E-09

6.37E-08

7.16E-04

1.56E-03

3.21E-03

6.08E-03

1.04E-02

0.5

9.33E-14

2.66E-11

3.27E-09

2.27E-04

5.68E-04

1.33E-03

2.82E-03

5.34E-03

0.6

6.59E-16

5.48E-13

1.70E-10

7.73E-05

2.21E-04

5.82E-04

1.38E-03

2.85E-03

0.7

4.65E-18

1.13E-14

8.82E-12

2.78E-05

8.97E-05

2.65E-04

6.92E-04

1.57E-03

0.8

3.29E-20

2.33E-16

4.59E-13

1.04E-05

3.76E-05

1.24E-04

3.55E-04

8.76E-04

0.9

2.33E-22

4.82E-18

2.39E-14

3.97E-06

1.61E-05

5.87E-05

1.85E-04

4.96E-04

1.0

1.64E-24

9.95E-20

1.24E-15

1.55E-06

7.02E-06

2.83E-05

9.77E-05

2.83E-04

1.1

1.16E-26

2.05E-21

6.48E-17

6.14E-07

3.09E-06

1.37E-05

5.19E-05

1.63E-04

1.2

8.22E-29

4.24E-23

3.38E-18

2.46E-07

1.38E-06

6.73E-06

2.77E-05

9.41E-05

1.3

5.81E-31

8.76E-25

1.76E-19

9.93E-08

6.15E-07

3.31E-06

1.48E-05

5.45E-05

1.4

4.11E-33

1.81E-26

9.16E-21

4.04E-08

2.77E-07

1.63E-06

7.98E-06

3.17E-05

1.5

2.90E-35

3.74E-28

4.77E-22

1.65E-08

1.25E-07

8.08E-07

4.30E-06

1.84E-05

1.6

2.05E-37

7.72E-30

2.48E-23

6.75E-09

5.66E-08

4.01E-07

2.32E-06

1.07E-05

1.7

1.45E-39

1.59E-31

1.29E-24

2.78E-09

2.57E-08

1.99E-07

1.25E-06

6.27E-06

1.8

1.03E-41

3.29E-33

6.74E-26

1.14E-09

1.17E-08

9.91E-08

6.77E-07

3.66E-06

1.9

7.25E-44

6.80E-35

3.51E-27

4.72E-10

5.30E-09

4.93E-08

3.66E-07

2.13E-06

2.0

5.13E-46

1.40E-36

1.83E-28

1.95E-10

2.41E-09

2.46E-08

1.98E-07

1.25E-06

2.1

3.62E-48

2.90E-38

9.52E-30

8.05E-11

1.10E-09

1.22E-08

1.07E-07

7.28E-07

2.2

2.56E-50

5.99E-40

4.96E-31

3.33E-11

5.01E-10

6.10E-09

5.80E-08

4.25E-07

2.3

1.81E-52

1.24E-41

2.58E-32

1.38E-11

2.29E-10

3.04E-09

3.14E-08

2.49E-07

2.4

1.28E-54

2.55E-43

1.34E-33

5.71E-12

1.04E-10

1.52E-09

1.70E-08

1.45E-07

2.5

9.05E-57

5.27E-45

7.00E-35

2.37E-12

4.76E-11

7.57E-10

9.21E-09

8.49E-08

2.6

6.40E-59

1.09E-46

3.65E-36

9.80E-13

2.17E-11

3.78E-10

4.99E-09

4.96E-08

2.7

4.52E-61

2.25E-48

1.90E-37

4.06E-13

9.91E-12

1.88E-10

2.70E-09

2.90E-08

2.8

3.20E-63

4.64E-50

9.89E-39

1.68E-13

4.53E-12

9.40E-11

1.46E-09

1.70E-08

2.9

2.26E-65

9.59E-52

5.15E-40

6.98E-14

2.07E-12

4.69E-11

7.93E-10

9.91E-09

3.0

1.60E-67

1.98E-53

2.68E-41

2.89E-14

9.43E-13

2.34E-11

4.30E-10

5.79E-09

3.5

2.82E-78

7.43E-62

1.03E-47

3.55E-16

1.87E-14

7.24E-13

2.00E-11

3.95E-10

4.0

4.98E-89

2.79E-70

3.94E-54

4.35E-18

3.72E-16

2.24E-14

9.35E-13

2.70E-11

＜別紙３＞

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

75

80

85

90

95

100

105

110

0.0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

0.1

1.79E-01

2.03E-01

2.27E-01

2.51E-01

2.76E-01

3.01E-01

3.27E-01

3.53E-01

0.2

6.65E-02

8.24E-02

9.85E-02

1.15E-01

1.31E-01

1.47E-01

1.63E-01

1.78E-01

0.3

3.11E-02

4.15E-02

5.25E-02

6.37E-02

7.48E-02

8.53E-02

9.55E-02

1.05E-01

0.4

1.62E-02

2.31E-02

3.09E-02

3.89E-02

4.69E-02

5.44E-02

6.12E-02

6.72E-02

0.5

9.00E-03

1.37E-02

1.92E-02

2.52E-02

3.11E-02

3.66E-02

4.14E-02

4.54E-02

0.6

5.19E-03

8.41E-03

1.24E-02

1.69E-02

2.14E-02

2.55E-02

2.91E-02

3.19E-02

0.7

3.07E-03

5.29E-03

8.20E-03

1.16E-02

1.51E-02

1.83E-02

2.09E-02

2.29E-02

0.8

1.84E-03

3.39E-03

5.51E-03

8.08E-03

1.08E-02

1.33E-02

1.54E-02

1.68E-02

0.9

1.12E-03

2.19E-03

3.75E-03

5.71E-03

7.86E-03

9.85E-03

1.14E-02

1.25E-02

1.0

6.89E-04

1.43E-03

2.57E-03

4.08E-03

5.77E-03

7.36E-03

8.60E-03

9.44E-03

1.1

4.25E-04

9.39E-04

1.78E-03

2.93E-03

4.27E-03

5.54E-03

6.53E-03

7.18E-03

1.2

2.64E-04

6.19E-04

1.23E-03

2.12E-03

3.17E-03

4.20E-03

5.00E-03

5.50E-03

1.3

1.64E-04

4.09E-04

8.59E-04

1.54E-03

2.37E-03

3.20E-03

3.84E-03

4.24E-03

1.4

1.02E-04

2.71E-04

6.00E-04

1.12E-03

1.78E-03

2.45E-03

2.97E-03

3.28E-03

1.5

6.38E-05

1.80E-04

4.20E-04

8.15E-04

1.34E-03

1.88E-03

2.30E-03

2.55E-03

1.6

3.99E-05

1.20E-04

2.94E-04

5.96E-04

1.01E-03

1.45E-03

1.79E-03

1.99E-03

1.7

2.50E-05

7.98E-05

2.06E-04

4.36E-04

7.62E-04

1.11E-03

1.39E-03

1.56E-03

1.8

1.56E-05

5.32E-05

1.45E-04

3.19E-04

5.77E-04

8.61E-04

1.09E-03

1.22E-03

1.9

9.79E-06

3.55E-05

1.02E-04

2.34E-04

4.37E-04

6.66E-04

8.53E-04

9.62E-04

2.0

6.13E-06

2.36E-05

7.16E-05

1.72E-04

3.31E-04

5.16E-04

6.68E-04

7.58E-04

2.1

3.84E-06

1.58E-05

5.04E-05

1.26E-04

2.51E-04

4.00E-04

5.24E-04

5.97E-04

2.2

2.41E-06

1.05E-05

3.55E-05

9.28E-05

1.91E-04

3.10E-04

4.12E-04

4.72E-04

2.3

1.51E-06

7.02E-06

2.50E-05

6.82E-05

1.45E-04

2.41E-04

3.24E-04

3.73E-04

2.4

9.47E-07

4.69E-06

1.76E-05

5.01E-05

1.10E-04

1.87E-04

2.55E-04

2.95E-04

2.5

5.94E-07

3.13E-06

1.24E-05

3.68E-05

8.36E-05

1.45E-04

2.00E-04

2.33E-04

2.6

3.72E-07

2.09E-06

8.71E-06

2.71E-05

6.35E-05

1.13E-04

1.58E-04

1.85E-04

2.7

2.33E-07

1.39E-06

6.14E-06

1.99E-05

4.83E-05

8.79E-05

1.24E-04

1.46E-04

2.8

1.46E-07

9.30E-07

4.32E-06

1.47E-05

3.67E-05

6.84E-05

9.79E-05

1.16E-04

2.9

9.18E-08

6.21E-07

3.04E-06

1.08E-05

2.79E-05

5.32E-05

7.72E-05

9.21E-05

3.0

5.76E-08

4.15E-07

2.14E-06

7.93E-06

2.13E-05

4.14E-05

6.09E-05

7.30E-05

＜別紙３＞

3.5

5.58E-09

5.50E-08

3.72E-07

1.71E-06

5.42E-06

1.18E-05

1.86E-05

2.30E-05

4.0

5.42E-10

7.30E-09

6.44E-08

3.69E-07

1.38E-06

3.39E-06

5.69E-06

7.29E-06

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

115

120

125

130

135

140

145

150

0.0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

0.1

3.79E-01

4.04E-01

4.28E-01

4.50E-01

4.70E-01

4.90E-01

5.09E-01

5.26E-01

0.2

1.94E-01

2.09E-01

2.25E-01

2.40E-01

2.55E-01

2.70E-01

2.85E-01

3.00E-01

0.3

1.14E-01

1.23E-01

1.32E-01

1.42E-01

1.51E-01

1.61E-01

1.71E-01

1.81E-01

0.4

7.28E-02

7.83E-02

8.38E-02

8.96E-02

9.56E-02

1.02E-01

1.08E-01

1.15E-01

0.5

4.90E-02

5.23E-02

5.57E-02

5.93E-02

6.30E-02

6.71E-02

7.12E-02

7.54E-02

0.6

3.42E-02

3.63E-02

3.83E-02

4.06E-02

4.30E-02

4.56E-02

4.83E-02

5.10E-02

0.7

2.45E-02

2.58E-02

2.71E-02

2.86E-02

3.01E-02

3.18E-02

3.35E-02

3.53E-02

0.8

1.79E-02

1.87E-02

1.96E-02

2.05E-02

2.15E-02

2.27E-02

2.38E-02

2.50E-02

0.9

1.33E-02

1.38E-02

1.44E-02

1.50E-02

1.57E-02

1.64E-02

1.72E-02

1.80E-02

1.0

9.97E-03

1.03E-02

1.07E-02

1.11E-02

1.16E-02

1.21E-02

1.26E-02

1.31E-02

1.1

7.56E-03

7.81E-03

8.03E-03

8.30E-03

8.63E-03

8.99E-03

9.35E-03

9.72E-03

1.2

5.78E-03

5.95E-03

6.09E-03

6.27E-03

6.50E-03

6.76E-03

7.01E-03

7.27E-03

1.3

4.45E-03

4.56E-03

4.65E-03

4.78E-03

4.94E-03

5.13E-03

5.31E-03

5.49E-03

1.4

3.44E-03

3.52E-03

3.58E-03

3.66E-03

3.79E-03

3.92E-03

4.05E-03

4.19E-03

1.5

2.68E-03

2.73E-03

2.76E-03

2.83E-03

2.92E-03

3.02E-03

3.12E-03

3.21E-03

1.6

2.09E-03

2.12E-03

2.15E-03

2.19E-03

2.26E-03

2.34E-03

2.41E-03

2.49E-03

1.7

1.63E-03

1.66E-03

1.67E-03

1.71E-03

1.76E-03

1.82E-03

1.88E-03

1.93E-03

1.8

1.28E-03

1.30E-03

1.31E-03

1.33E-03

1.38E-03

1.42E-03

1.47E-03

1.51E-03

1.9

1.01E-03

1.02E-03

1.03E-03

1.05E-03

1.08E-03

1.12E-03

1.16E-03

1.19E-03

2.0

7.95E-04

8.03E-04

8.07E-04

8.23E-04

8.50E-04

8.82E-04

9.13E-04

9.42E-04

2.1

6.27E-04

6.33E-04

6.36E-04

6.49E-04

6.71E-04

6.98E-04

7.24E-04

7.47E-04

2.2

4.96E-04

5.00E-04

5.03E-04

5.13E-04

5.31E-04

5.54E-04

5.75E-04

5.95E-04

2.3

3.92E-04

3.96E-04

3.98E-04

4.06E-04

4.22E-04

4.40E-04

4.59E-04

4.76E-04

2.4

3.11E-04

3.14E-04

3.15E-04

3.22E-04

3.35E-04

3.51E-04

3.67E-04

3.82E-04

2.5

2.46E-04

2.49E-04

2.50E-04

2.56E-04

2.67E-04

2.81E-04

2.94E-04

3.07E-04

2.6

1.96E-04

1.97E-04

1.98E-04

2.04E-04

2.13E-04

2.25E-04

2.37E-04

2.48E-04

2.7

1.55E-04

1.57E-04

1.58E-04

1.62E-04

1.70E-04

1.80E-04

1.91E-04

2.01E-04

2.8

1.23E-04

1.25E-04

1.26E-04

1.29E-04

1.36E-04

1.45E-04

1.54E-04

1.63E-04

＜別紙３＞

2.9

9.80E-05

9.92E-05

1.00E-04

1.03E-04

1.09E-04

1.17E-04

1.24E-04

1.32E-04

3.0

7.80E-05

7.89E-05

7.97E-05

8.26E-05

8.76E-05

9.40E-05

1.01E-04

1.08E-04

3.5

2.49E-05

2.54E-05

2.58E-05

2.72E-05

2.94E-05

3.25E-05

3.59E-05

3.95E-05

4.0

7.99E-06

8.19E-06

8.42E-06

9.03E-06

1.00E-05

1.15E-05

1.31E-05

1.50E-05

この数値は NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、鉛の密度は、11.35g/cm3 である。
NCRP Report No.147（2004）では一次エックス線と二次エックス線の透過率は同等であることを示している。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表３ コンクリートにおけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

25

30

35

50

55

60

65

70

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

10

1.63E-04

5.85E-04

1.73E-03

1.08E-01

1.28E-01

1.46E-01

1.63E-01

1.79E-0120

1.46E-06

1.31E-05

8.43E-05

1.90E-02

2.62E-02

3.45E-02

4.37E-02

5.39E-0230

2.31E-08

4.63E-07

5.90E-06

4.34E-03

6.91E-03

1.04E-02

1.49E-02

2.05E-02

40

4.31E-10

1.84E-08

4.53E-07

1.16E-03

2.13E-03

3.66E-03

5.89E-03

8.91E-0350

8.46E-12

7.56E-10

3.57E-08

3.45E-04

7.31E-04

1.42E-03

2.55E-03

4.22E-0360

1.69E-13

3.15E-11

2.84E-09

1.11E-04

2.69E-04

5.91E-04

1.18E-03

2.12E-0370

3.40E-15

1.32E-12

2.26E-10

3.74E-05

1.05E-04

2.60E-04

5.70E-04

1.11E-03

80

6.84E-17

5.51E-14

1.81E-11

1.31E-05

4.25E-05

1.18E-04

2.86E-04

5.96E-0490

1.38E-18

2.31E-15

1.44E-12

4.76E-06

1.78E-05

5.57E-05

1.47E-04

3.28E-04100

2.78E-20

9.67E-17

1.15E-13

1.77E-06

7.63E-06

2.68E-05

7.74E-05

1.84E-04

110

5.60E-22

4.05E-18

9.18E-15

6.67E-07

3.33E-06

1.32E-05

4.14E-05

1.05E-04120

1.13E-23

1.70E-19

7.33E-16

2.56E-07

1.48E-06

6.56E-06

2.24E-05

6.02E-05

130

2.28E-25

7.10E-21

5.85E-17

9.90E-08

6.66E-07

3.31E-06

1.23E-05

3.49E-05

140

4.59E-27

2.97E-22

4.67E-18

3.87E-08

3.02E-07

1.69E-06

6.79E-06

2.04E-05

150

9.26E-29

1.25E-23

3.73E-19

1.52E-08

1.38E-07

8.67E-07

3.78E-06

1.20E-05

160

1.87E-30

5.21E-25

2.98E-20

6.03E-09

6.38E-08

4.48E-07

2.11E-06

7.05E-06

170

3.76E-32

2.18E-26

2.38E-21

2.40E-09

2.96E-08

2.33E-07

1.19E-06

4.17E-06

180

7.59E-34

9.14E-28

1.90E-22

9.57E-10

1.38E-08

1.22E-07

6.71E-07

2.48E-06

190

1.53E-35

3.83E-29

1.51E-23

3.83E-10

6.44E-09

6.39E-08

3.80E-07

1.47E-06

200

3.08E-37

1.60E-30

1.21E-24

1.54E-10

3.02E-09

3.37E-08

2.16E-07

8.78E-07

＜別紙３＞

210

6.22E-39

6.72E-32

9.64E-26

6.18E-11

1.42E-09

1.78E-08

1.23E-07

5.24E-07

220

1.25E-40

2.81E-33

7.69E-27

2.49E-11

6.69E-10

9.39E-09

6.99E-08

3.13E-07

230

2.53E-42

1.18E-34

6.14E-28

1.00E-11

3.16E-10

4.98E-09

3.99E-08

1.87E-07240

5.10E-44

4.93E-36

4.90E-29

4.05E-12

1.49E-10

2.64E-09

2.28E-08

1.12E-07

250

1.03E-45

2.07E-37

3.91E-30

1.63E-12

7.06E-11

1.40E-09

1.31E-08

6.73E-08

260

2.07E-47

8.65E-39

3.12E-31

6.60E-13

3.35E-11

7.47E-10

7.48E-09

4.03E-08

270

4.18E-49

3.62E-40

2.49E-32

2.67E-13

1.59E-11

3.98E-10

4.29E-09

2.42E-08280

8.42E-51

1.52E-41

1.99E-33

1.08E-13

7.53E-12

2.12E-10

2.46E-09

1.45E-08290

1.70E-52

6.35E-43

1.59E-34

4.37E-14

3.57E-12

1.13E-10

1.41E-09

8.72E-09300

3.42E-54

2.66E-44

1.27E-35

1.77E-14

1.70E-12

6.03E-11

8.10E-10

5.24E-09

350

1.14E-62

3.43E-51

4.11E-41

1.93E-16

4.12E-14

2.63E-12

5.07E-11

4.10E-10400

3.80E-71

4.41E-58

1.33E-46

2.11E-18

1.00E-15

1.15E-13

3.19E-12

3.22E-11

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

75

80

85

90

95

100

105

110

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

10

1.97E-01

2.20E-01

2.49E-01

2.83E-01

3.15E-01

3.42E-01

3.64E-01

3.82E-0120

6.53E-02

7.86E-02

9.42E-02

1.12E-01

1.30E-01

1.47E-01

1.63E-01

1.78E-0130

2.71E-02

3.46E-02

4.30E-02

5.21E-02

6.17E-02

7.18E-02

8.22E-02

9.27E-0240

1.27E-02

1.71E-02

2.18E-02

2.67E-02

3.21E-02

3.80E-02

4.46E-02

5.19E-0250

6.43E-03

9.03E-03

1.18E-02

1.46E-02

1.77E-02

2.13E-02

2.55E-02

3.05E-0260

3.42E-03

5.00E-03

6.65E-03

8.35E-03

1.02E-02

1.24E-02

1.52E-02

1.85E-0270

1.89E-03

2.86E-03

3.88E-03

4.92E-03

6.06E-03

7.45E-03

9.27E-03

1.16E-02

80

1.07E-03

1.68E-03

2.32E-03

2.96E-03

3.68E-03

4.58E-03

5.78E-03

7.36E-03

90

6.20E-04

1.00E-03

1.41E-03

1.82E-03

2.28E-03

2.86E-03

3.67E-03

4.76E-03

100

3.64E-04

6.05E-04

8.64E-04

1.13E-03

1.43E-03

1.81E-03

2.36E-03

3.11E-03

110

2.16E-04

3.69E-04

5.37E-04

7.09E-04

9.04E-04

1.16E-03

1.53E-03

2.05E-03

120

1.29E-04

2.27E-04

3.36E-04

4.49E-04

5.78E-04

7.51E-04

1.01E-03

1.37E-03

130

7.79E-05

1.40E-04

2.11E-04

2.86E-04

3.73E-04

4.89E-04

6.64E-04

9.15E-04

140

4.72E-05

8.72E-05

1.34E-04

1.83E-04

2.41E-04

3.20E-04

4.40E-04

6.16E-04

150

2.87E-05

5.44E-05

8.48E-05

1.18E-04

1.57E-04

2.11E-04

2.94E-04

4.16E-04

160

1.75E-05

3.40E-05

5.40E-05

7.62E-05

1.03E-04

1.40E-04

1.97E-04

2.82E-04

170

1.07E-05

2.13E-05

3.45E-05

4.93E-05

6.73E-05

9.26E-05

1.32E-04

1.92E-04

180

6.59E-06

1.34E-05

2.20E-05

3.20E-05

4.42E-05

6.16E-05

8.90E-05

1.31E-04

＜別紙３＞

190

4.05E-06

8.42E-06

1.41E-05

2.08E-05

2.91E-05

4.11E-05

6.01E-05

8.94E-05

200

2.49E-06

5.30E-06

9.04E-06

1.35E-05

1.92E-05

2.75E-05

4.07E-05

6.12E-05

210

1.54E-06

3.34E-06

5.80E-06

8.83E-06

1.27E-05

1.84E-05

2.76E-05

4.19E-05

220

9.47E-07

2.11E-06

3.73E-06

5.76E-06

8.41E-06

1.23E-05

1.87E-05

2.87E-05

230

5.84E-07

1.33E-06

2.39E-06

3.76E-06

5.57E-06

8.27E-06

1.27E-05

1.97E-05

240

3.61E-07

8.39E-07

1.54E-06

2.46E-06

3.69E-06

5.56E-06

8.63E-06

1.36E-05

250

2.23E-07

5.30E-07

9.90E-07

1.60E-06

2.45E-06

3.74E-06

5.87E-06

9.32E-06

260

1.38E-07

3.35E-07

6.37E-07

1.05E-06

1.63E-06

2.51E-06

4.00E-06

6.41E-06

270

8.52E-08

2.12E-07

4.10E-07

6.87E-07

1.08E-06

1.69E-06

2.72E-06

4.41E-06

280

5.27E-08

1.34E-07

2.64E-07

4.49E-07

7.17E-07

1.14E-06

1.86E-06

3.04E-06

290

3.26E-08

8.45E-08

1.70E-07

2.94E-07

4.77E-07

7.68E-07

1.27E-06

2.09E-06

300

2.01E-08

5.34E-08

1.09E-07

1.92E-07

3.17E-07

5.18E-07

8.63E-07

1.44E-06

350

1.83E-09

5.39E-09

1.21E-08

2.32E-08

4.13E-08

7.23E-08

1.28E-07

2.24E-07

400

1.66E-10

5.45E-10

1.34E-09

2.80E-09

5.39E-09

1.01E-08

1.90E-08

3.49E-08

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

115

120

125

130

135

140

145

150

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

10

3.96E-01

4.08E-01

4.18E-01

4.26E-01

4.34E-01

4.41E-01

4.46E-01

4.50E-0120

1.92E-01

2.04E-01

2.16E-01

2.28E-01

2.39E-01

2.49E-01

2.60E-01

2.71E-0130

1.03E-01

1.14E-01

1.25E-01

1.35E-01

1.45E-01

1.56E-01

1.66E-01

1.78E-0140

5.96E-02

6.78E-02

7.62E-02

8.47E-02

9.33E-02

1.02E-01

1.12E-01

1.22E-0150

3.60E-02

4.21E-02

4.85E-02

5.51E-02

6.19E-02

6.91E-02

7.69E-02

8.57E-0260

2.25E-02

2.69E-02

3.17E-02

3.68E-02

4.20E-02

4.76E-02

5.38E-02

6.08E-0270

1.43E-02

1.76E-02

2.11E-02

2.49E-02

2.89E-02

3.32E-02

3.80E-02

4.35E-02

80

9.32E-03

1.17E-02

1.43E-02

1.71E-02

2.01E-02

2.34E-02

2.70E-02

3.12E-02

90

6.14E-03

7.82E-03

9.74E-03

1.18E-02

1.41E-02

1.65E-02

1.93E-02

2.25E-02

100

4.09E-03

5.30E-03

6.70E-03

8.23E-03

9.88E-03

1.17E-02

1.38E-02

1.62E-02

110

2.75E-03

3.61E-03

4.63E-03

5.75E-03

6.97E-03

8.34E-03

9.89E-03

1.17E-02

120

1.86E-03

2.48E-03

3.21E-03

4.03E-03

4.93E-03

5.94E-03

7.10E-03

8.46E-03

130

1.26E-03

1.70E-03

2.24E-03

2.84E-03

3.50E-03

4.24E-03

5.10E-03

6.11E-03

140

8.60E-04

1.18E-03

1.56E-03

2.00E-03

2.48E-03

3.03E-03

3.66E-03

4.42E-03

150

5.89E-04

8.16E-04

1.09E-03

1.41E-03

1.76E-03

2.16E-03

2.63E-03

3.19E-03

160

4.04E-04

5.66E-04

7.66E-04

9.95E-04

1.25E-03

1.55E-03

1.89E-03

2.31E-03

＜別紙３＞

170

2.78E-04

3.94E-04

5.38E-04

7.03E-04

8.91E-04

1.11E-03

1.36E-03

1.67E-03

180

1.92E-04

2.74E-04

3.78E-04

4.98E-04

6.34E-04

7.92E-04

9.78E-04

1.21E-03

190

1.32E-04

1.91E-04

2.65E-04

3.52E-04

4.51E-04

5.67E-04

7.04E-04

8.72E-04

200

9.15E-05

1.33E-04

1.87E-04

2.49E-04

3.21E-04

4.05E-04

5.06E-04

6.31E-04

210

6.33E-05

9.30E-05

1.31E-04

1.76E-04

2.29E-04

2.90E-04

3.64E-04

4.56E-04

220

4.39E-05

6.50E-05

9.23E-05

1.25E-04

1.63E-04

2.08E-04

2.62E-04

3.30E-04

230

3.04E-05

4.54E-05

6.50E-05

8.85E-05

1.16E-04

1.49E-04

1.88E-04

2.38E-04

240

2.11E-05

3.17E-05

4.58E-05

6.27E-05

8.25E-05

1.06E-04

1.35E-04

1.72E-04

250

1.46E-05

2.22E-05

3.22E-05

4.44E-05

5.88E-05

7.61E-05

9.73E-05

1.25E-04

260

1.01E-05

1.55E-05

2.27E-05

3.14E-05

4.18E-05

5.44E-05

7.00E-05

9.01E-05

270

7.04E-06

1.09E-05

1.60E-05

2.23E-05

2.98E-05

3.90E-05

5.04E-05

6.51E-05

280

4.89E-06

7.60E-06

1.13E-05

1.58E-05

2.12E-05

2.79E-05

3.62E-05

4.71E-05

290

3.40E-06

5.32E-06

7.93E-06

1.12E-05

1.51E-05

2.00E-05

2.60E-05

3.41E-05

300

2.36E-06

3.72E-06

5.58E-06

7.92E-06

1.08E-05

1.43E-05

1.87E-05

2.46E-05

350

3.82E-07

6.25E-07

9.69E-07

1.41E-06

1.97E-06

2.68E-06

3.60E-06

4.87E-06

400

6.20E-08

1.05E-07

1.68E-07

2.53E-07

3.61E-07

5.04E-07

6.94E-07

9.61E-07

この数値は NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、コンクリートの密度は 2.35g/cm3 である。
コンクリートの密度の違いによる補正は、概ねコンクリートの厚さの間で比例の関係にある。我が国の画壁等に用いられているコンクリート建材の密度は 2.10 g/cm3 であるので、この密度におけるしゃへい体の等価厚さを計算し、その厚さにおける透過率を求める（詳細は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007 原子力安全技術センター発行」を参照されたい。）。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表４ 鉄におけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

25

30

35

50

55

60

65

70

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

5.02E-07

5.68E-06

4.41E-05

1.88E-02

2.84E-02

4.16E-02

5.84E-02

7.74E-02

2

3.81E-11

3.09E-09

1.30E-07

1.66E-03

3.40E-03

6.63E-03

1.20E-02

1.95E-02

3

3.25E-15

1.87E-12

4.26E-10

2.10E-04

5.81E-04

1.50E-03

3.42E-03

6.76E-03

4

2.78E-19

1.13E-15

1.40E-12

3.05E-05

1.14E-04

3.90E-04

1.13E-03

2.70E-03

5

2.39E-23

6.88E-19

4.62E-15

4.70E-06

2.40E-05

1.09E-04

4.06E-04

1.16E-03

＜別紙３＞

6

2.05E-27

4.18E-22

1.52E-17

7.46E-07

5.22E-06

3.19E-05

1.52E-04

5.25E-04

7

1.75E-31

2.54E-25

5.01E-20

1.20E-07

1.15E-06

9.50E-06

5.81E-05

2.43E-04

8

1.50E-35

1.54E-28

1.65E-22

1.94E-08

2.56E-07

2.86E-06

2.26E-05

1.15E-04

9

1.29E-39

9.38E-32

5.43E-25

3.14E-09

5.73E-08

8.69E-07

8.89E-06

5.49E-05

10

1.11E-43

5.70E-35

1.79E-27

5.09E-10

1.28E-08

2.65E-07

3.52E-06

2.64E-05

11

9.49E-48

3.46E-38

5.89E-30

8.27E-11

2.88E-09

8.08E-08

1.40E-06

1.28E-05

12

8.14E-52

2.10E-41

1.94E-32

1.34E-11

6.47E-10

2.47E-08

5.56E-07

6.21E-06

13

6.98E-56

1.28E-44

6.38E-35

2.18E-12

1.45E-10

7.56E-09

2.21E-07

3.02E-06

14

5.99E-60

7.77E-48

2.10E-37

3.55E-13

3.27E-11

2.32E-09

8.84E-08

1.47E-06

15

5.13E-64

4.72E-51

6.92E-40

5.77E-14

7.34E-12

7.09E-10

3.53E-08

7.20E-07

16

4.40E-68

2.87E-54

2.28E-42

9.37E-15

1.65E-12

2.17E-10

1.41E-08

3.51E-07

17

3.78E-72

1.74E-57

7.50E-45

1.52E-15

3.70E-13

6.65E-11

5.63E-09

1.72E-07

18

3.24E-76

1.06E-60

2.47E-47

2.47E-16

8.32E-14

2.04E-11

2.25E-09

8.40E-08

19

2.78E-80

6.43E-64

8.14E-50

4.02E-17

1.87E-14

6.24E-12

8.98E-10

4.11E-0820

2.38E-84

3.91E-67

2.68E-52

6.54E-18

4.20E-15

1.91E-12

3.59E-10

2.01E-08

21

2.04E-88

2.37E-70

8.82E-55

1.06E-18

9.44E-16

5.86E-13

1.43E-10

9.82E-09

22

1.75E-92

1.44E-73

2.91E-57

1.73E-19

2.12E-16

1.80E-13

5.73E-11

4.81E-09

23

1.50E-96

8.77E-77

9.57E-60

2.81E-20

4.77E-17

5.50E-14

2.29E-11

2.35E-09

24-

5.33E-80

3.15E-62

4.56E-21

1.07E-17

1.68E-14

9.15E-12

1.15E-0925-

3.24E-83

1.04E-64

7.41E-22

2.41E-18

5.16E-15

3.66E-12

5.63E-1026-

1.97E-86

3.42E-67

1.20E-22

5.41E-19

1.58E-15

1.46E-12

2.75E-1027-

1.19E-89

1.12E-69

1.96E-23

1.22E-19

4.84E-16

5.84E-13

1.35E-1028-

7.26E-93

3.70E-72

3.18E-24

2.73E-20

1.48E-16

2.33E-13

6.59E-1129-

4.41E-96

1.22E-74

5.17E-25

6.14E-21

4.55E-17

9.33E-14

3.22E-1130-

2.68E-99

4.02E-77

8.40E-26

1.38E-21

1.39E-17

3.73E-14

1.58E-1135--

1.55E-89

9.52E-30

7.90E-25

3.76E-20

3.80E-16

4.42E-13

40

-

-

-

1.08E-33

4.52E-28

1.01E-22

3.87E-18

1.24E-14

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

75

80

85

90

95

100

105

110

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

9.72E-02

1.17E-01

1.38E-01

1.59E-01

1.80E-01

2.01E-01

2.21E-01

2.41E-01

2

2.88E-02

3.91E-02

5.02E-02

6.17E-02

7.35E-02

8.57E-02

9.81E-02

1.11E-013

1.15E-02

1.72E-02

2.37E-02

3.06E-02

3.79E-02

4.55E-02

5.37E-02

6.24E-02

＜別紙３＞

4

5.22E-03

8.60E-03

1.26E-02

1.70E-02

2.17E-02

2.68E-02

3.25E-02

3.88E-02

5

2.56E-03

4.60E-03

7.15E-03

1.00E-02

1.32E-02

1.68E-02

2.09E-02

2.55E-02

6

1.32E-03

2.57E-03

4.23E-03

6.18E-03

8.38E-03

1.09E-02

1.39E-02

1.74E-02

7

6.94E-04

1.48E-03

2.57E-03

3.90E-03

5.44E-03

7.26E-03

9.47E-03

1.22E-02

8

3.73E-04

8.65E-04

1.59E-03

2.50E-03

3.59E-03

4.91E-03

6.58E-03

8.65E-03

9

2.03E-04

5.12E-04

9.94E-04

1.63E-03

2.40E-03

3.37E-03

4.62E-03

6.23E-03

10

1.12E-04

3.06E-04

6.28E-04

1.07E-03

1.62E-03

2.33E-03

3.28E-03

4.54E-03

11

6.16E-05

1.84E-04

3.99E-04

7.04E-04

1.10E-03

1.62E-03

2.34E-03

3.32E-03

12

3.42E-05

1.11E-04

2.55E-04

4.67E-04

7.51E-04

1.14E-03

1.68E-03

2.45E-03

13

1.90E-05

6.75E-05

1.63E-04

3.11E-04

5.14E-04

7.97E-04

1.21E-03

1.81E-03

14

1.06E-05

4.10E-05

1.05E-04

2.07E-04

3.53E-04

5.61E-04

8.78E-04

1.35E-03

15

5.92E-06

2.50E-05

6.76E-05

1.39E-04

2.43E-04

3.96E-04

6.36E-04

1.00E-03

16

3.31E-06

1.52E-05

4.36E-05

9.28E-05

1.67E-04

2.80E-04

4.62E-04

7.49E-04

17

1.85E-06

9.27E-06

2.81E-05

6.22E-05

1.15E-04

1.98E-04

3.36E-04

5.59E-04

18

1.04E-06

5.66E-06

1.81E-05

4.17E-05

7.95E-05

1.40E-04

2.45E-04

4.19E-04

19

5.80E-07

3.46E-06

1.17E-05

2.80E-05

5.49E-05

9.96E-05

1.78E-04

3.14E-04

20

3.25E-07

2.11E-06

7.57E-06

1.88E-05

3.80E-05

7.06E-05

1.30E-04

2.35E-04

21

1.82E-07

1.29E-06

4.90E-06

1.26E-05

2.62E-05

5.01E-05

9.48E-05

1.76E-04

22

1.02E-07

7.88E-07

3.17E-06

8.48E-06

1.81E-05

3.56E-05

6.92E-05

1.32E-04

23

5.70E-08

4.82E-07

2.05E-06

5.70E-06

1.25E-05

2.53E-05

5.05E-05

9.94E-05

24

3.19E-08

2.94E-07

1.32E-06

3.83E-06

8.68E-06

1.80E-05

3.69E-05

7.47E-05

25

1.79E-08

1.80E-07

8.56E-07

2.57E-06

6.00E-06

1.28E-05

2.69E-05

5.61E-05

26

1.00E-08

1.10E-07

5.54E-07

1.73E-06

4.15E-06

9.06E-06

1.97E-05

4.22E-05

27

5.62E-09

6.72E-08

3.58E-07

1.16E-06

2.87E-06

6.44E-06

1.44E-05

3.17E-05

28

3.15E-09

4.11E-08

2.32E-07

7.82E-07

1.99E-06

4.57E-06

1.05E-05

2.38E-05

29

1.76E-09

2.51E-08

1.50E-07

5.25E-07

1.38E-06

3.25E-06

7.68E-06

1.79E-0530

9.88E-10

1.54E-08

9.70E-08

3.53E-07

9.52E-07

2.31E-06

5.61E-06

1.35E-05

35

5.45E-11

1.31E-09

1.10E-08

4.85E-08

1.51E-07

4.19E-07

1.17E-06

3.24E-06

40

3.01E-12

1.12E-10

1.25E-09

6.66E-09

2.40E-08

7.59E-08

2.44E-07

7.79E-07

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

115

120

125

130

135

140

145

150

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

2.60E-01

2.79E-01

2.99E-01

3.19E-01

3.40E-01

3.61E-01

3.83E-01

4.04E-01

＜別紙３＞

2

1.24E-01

1.37E-01

1.51E-01

1.66E-01

1.81E-01

1.97E-01

2.14E-01

2.31E-01

3

7.17E-02

8.14E-02

9.16E-02

1.02E-01

1.14E-01

1.26E-01

1.39E-01

1.52E-01

4

4.56E-02

5.29E-02

6.07E-02

6.89E-02

7.76E-02

8.69E-02

9.69E-02

1.08E-01

5

3.07E-02

3.63E-02

4.24E-02

4.89E-02

5.58E-02

6.32E-02

7.12E-02

8.00E-02

6

2.14E-02

2.59E-02

3.07E-02

3.59E-02

4.15E-02

4.74E-02

5.40E-02

6.13E-02

7

1.53E-02

1.89E-02

2.28E-02

2.70E-02

3.16E-02

3.65E-02

4.19E-02

4.80E-02

8

1.11E-02

1.40E-02

1.72E-02

2.07E-02

2.45E-02

2.86E-02

3.31E-02

3.83E-02

9

8.21E-03

1.06E-02

1.32E-02

1.61E-02

1.92E-02

2.26E-02

2.65E-02

3.10E-02

10

6.12E-03

8.03E-03

1.02E-02

1.26E-02

1.52E-02

1.81E-02

2.14E-02

2.53E-02

11

4.59E-03

6.15E-03

7.98E-03

9.98E-03

1.22E-02

1.47E-02

1.75E-02

2.08E-02

12

3.47E-03

4.75E-03

6.26E-03

7.95E-03

9.82E-03

1.19E-02

1.43E-02

1.72E-02

13

2.63E-03

3.68E-03

4.95E-03

6.36E-03

7.95E-03

9.75E-03

1.18E-02

1.44E-02

14

2.00E-03

2.86E-03

3.92E-03

5.12E-03

6.47E-03

8.01E-03

9.81E-03

1.20E-02

15

1.53E-03

2.24E-03

3.12E-03

4.13E-03

5.28E-03

6.60E-03

8.17E-03

1.01E-02

16

1.17E-03

1.75E-03

2.49E-03

3.34E-03

4.32E-03

5.46E-03

6.82E-03

8.52E-03

17

8.97E-04

1.37E-03

1.99E-03

2.71E-03

3.55E-03

4.53E-03

5.71E-03

7.20E-03

18

6.89E-04

1.08E-03

1.59E-03

2.20E-03

2.92E-03

3.76E-03

4.79E-03

6.10E-03

19

5.30E-04

8.48E-04

1.28E-03

1.79E-03

2.40E-03

3.13E-03

4.03E-03

5.18E-03

20

4.07E-04

6.68E-04

1.02E-03

1.46E-03

1.98E-03

2.61E-03

3.39E-03

4.41E-03

21

3.14E-04

5.26E-04

8.23E-04

1.19E-03

1.64E-03

2.18E-03

2.86E-03

3.75E-03

22

2.42E-04

4.15E-04

6.62E-04

9.74E-04

1.35E-03

1.82E-03

2.41E-03

3.20E-03

23

1.86E-04

3.28E-04

5.33E-04

7.96E-04

1.12E-03

1.52E-03

2.04E-03

2.74E-03

24

1.44E-04

2.59E-04

4.30E-04

6.51E-04

9.29E-04

1.28E-03

1.72E-03

2.34E-03

25

1.11E-04

2.05E-04

3.46E-04

5.33E-04

7.70E-04

1.07E-03

1.46E-03

2.00E-03

26

8.56E-05

1.62E-04

2.79E-04

4.37E-04

6.39E-04

8.97E-04

1.24E-03

1.71E-03

27

6.61E-05

1.28E-04

2.25E-04

3.58E-04

5.30E-04

7.52E-04

1.05E-03

1.47E-03

28

5.10E-05

1.01E-04

1.82E-04

2.93E-04

4.40E-04

6.31E-04

8.89E-04

1.26E-03

29

3.94E-05

7.99E-05

1.47E-04

2.41E-04

3.65E-04

5.30E-04

7.54E-04

1.08E-0330

3.04E-05

6.32E-05

1.18E-04

1.97E-04

3.04E-04

4.45E-04

6.40E-04

9.26E-04

35

8.37E-06

1.96E-05

4.07E-05

7.34E-05

1.20E-04

1.87E-04

2.83E-04

4.32E-0440

2.30E-06

6.10E-06

1.40E-05

2.74E-05

4.79E-05

7.86E-05

1.26E-04

2.03E-04

この数値は NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、鉄の密度は 7.83g/cm3 である。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。

＜別紙３＞

表５ 石膏におけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

25

30

35

50

55

60

65

70

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

4.53E-01

4.79E-01

5.01E-01

8.84E-01

8.92E-01

8.99E-01

9.05E-01

9.12E-01

2

2.33E-01

2.62E-01

2.89E-01

7.85E-01

7.99E-01

8.11E-01

8.23E-01

8.35E-013

1.30E-01

1.56E-01

1.82E-01

7.01E-01

7.19E-01

7.36E-01

7.52E-01

7.68E-01

4

7.80E-02

9.94E-02

1.22E-01

6.28E-01

6.50E-01

6.70E-01

6.89E-01

7.09E-01

5

4.90E-02

6.63E-02

8.56E-02

5.65E-01

5.89E-01

6.12E-01

6.34E-01

6.56E-01

6

3.20E-02

4.59E-02

6.22E-02

5.10E-01

5.36E-01

5.61E-01

5.85E-01

6.09E-01

7

2.16E-02

3.27E-02

4.65E-02

4.62E-01

4.89E-01

5.16E-01

5.41E-01

5.67E-01

8

1.49E-02

2.39E-02

3.56E-02

4.19E-01

4.48E-01

4.75E-01

5.02E-01

5.29E-01

9

1.06E-02

1.78E-02

2.77E-02

3.82E-01

4.11E-01

4.39E-01

4.67E-01

4.95E-01

10

7.61E-03

1.35E-02

2.19E-02

3.49E-01

3.78E-01

4.07E-01

4.35E-01

4.64E-01

11

5.57E-03

1.04E-02

1.76E-02

3.19E-01

3.49E-01

3.78E-01

4.07E-01

4.35E-01

12

4.13E-03

8.08E-03

1.43E-02

2.93E-01

3.22E-01

3.51E-01

3.80E-01

4.10E-01

13

3.10E-03

6.36E-03

1.17E-02

2.69E-01

2.98E-01

3.27E-01

3.56E-01

3.86E-01

14

2.35E-03

5.06E-03

9.67E-03

2.48E-01

2.76E-01

3.05E-01

3.35E-01

3.64E-0115

1.80E-03

4.06E-03

8.06E-03

2.28E-01

2.57E-01

2.86E-01

3.15E-01

3.44E-01

16

1.39E-03

3.28E-03

6.76E-03

2.11E-01

2.39E-01

2.67E-01

2.96E-01

3.26E-01

17

1.08E-03

2.66E-03

5.70E-03

1.95E-01

2.23E-01

2.51E-01

2.79E-01

3.08E-01

18

8.49E-04

2.18E-03

4.84E-03

1.81E-01

2.08E-01

2.35E-01

2.64E-01

2.93E-01

19

6.70E-04

1.79E-03

4.13E-03

1.68E-01

1.94E-01

2.21E-01

2.49E-01

2.78E-0120

5.31E-04

1.48E-03

3.54E-03

1.56E-01

1.81E-01

2.08E-01

2.36E-01

2.64E-01

21

4.23E-04

1.23E-03

3.04E-03

1.45E-01

1.70E-01

1.96E-01

2.23E-01

2.51E-01

22

3.39E-04

1.03E-03

2.63E-03

1.35E-01

1.59E-01

1.85E-01

2.12E-01

2.39E-01

23

2.72E-04

8.61E-04

2.28E-03

1.26E-01

1.50E-01

1.75E-01

2.01E-01

2.28E-0124

2.20E-04

7.23E-04

1.98E-03

1.18E-01

1.41E-01

1.65E-01

1.91E-01

2.18E-0125

1.78E-04

6.09E-04

1.73E-03

1.10E-01

1.32E-01

1.56E-01

1.82E-01

2.08E-0126

1.44E-04

5.15E-04

1.51E-03

1.03E-01

1.24E-01

1.48E-01

1.73E-01

1.99E-01

27

1.18E-04

4.37E-04

1.32E-03

9.65E-02

1.17E-01

1.40E-01

1.65E-01

1.90E-01

28

9.62E-05

3.71E-04

1.16E-03

9.04E-02

1.11E-01

1.33E-01

1.57E-01

1.82E-01

29

7.89E-05

3.16E-04

1.02E-03

8.48E-02

1.04E-01

1.26E-01

1.50E-01

1.74E-0130

6.48E-05

2.70E-04

9.02E-04

7.96E-02

9.85E-02

1.20E-01

1.43E-01

1.67E-01

＜別紙３＞

35

2.50E-05

1.26E-04

4.95E-04

5.87E-02

7.47E-02

9.33E-02

1.14E-01

1.36E-0140

1.00E-05

6.11E-05

2.81E-04

4.39E-02

5.76E-02

7.38E-02

9.22E-02

1.12E-01

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

75

80

85

90

95

100

105

110

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

9.19E-01

9.25E-01

9.31E-01

9.37E-01

9.42E-01

9.46E-01

9.50E-01

9.53E-012

8.47E-01

8.59E-01

8.70E-01

8.80E-01

8.89E-01

8.97E-01

9.04E-01

9.10E-01

3

7.84E-01

8.00E-01

8.14E-01

8.28E-01

8.41E-01

8.52E-01

8.62E-01

8.70E-01

4

7.28E-01

7.47E-01

7.65E-01

7.82E-01

7.97E-01

8.10E-01

8.22E-01

8.33E-01

5

6.78E-01

6.99E-01

7.20E-01

7.39E-01

7.56E-01

7.72E-01

7.86E-01

7.98E-01

6

6.33E-01

6.57E-01

6.79E-01

7.00E-01

7.19E-01

7.36E-01

7.52E-01

7.66E-01

7

5.92E-01

6.18E-01

6.41E-01

6.64E-01

6.85E-01

7.03E-01

7.21E-01

7.36E-01

8

5.56E-01

5.82E-01

6.07E-01

6.31E-01

6.53E-01

6.73E-01

6.91E-01

7.07E-019

5.22E-01

5.50E-01

5.76E-01

6.00E-01

6.24E-01

6.44E-01

6.64E-01

6.80E-01

10

4.92E-01

5.20E-01

5.47E-01

5.72E-01

5.96E-01

6.18E-01

6.38E-01

6.55E-01

11

4.64E-01

4.93E-01

5.20E-01

5.46E-01

5.70E-01

5.93E-01

6.13E-01

6.32E-01

12

4.39E-01

4.68E-01

4.95E-01

5.22E-01

5.47E-01

5.69E-01

5.90E-01

6.09E-01

13

4.15E-01

4.44E-01

4.72E-01

4.99E-01

5.24E-01

5.47E-01

5.69E-01

5.88E-01

14

3.94E-01

4.23E-01

4.51E-01

4.78E-01

5.03E-01

5.27E-01

5.49E-01

5.68E-01

15

3.74E-01

4.03E-01

4.31E-01

4.58E-01

4.83E-01

5.07E-01

5.29E-01

5.49E-01

16

3.55E-01

3.84E-01

4.12E-01

4.39E-01

4.65E-01

4.89E-01

5.11E-01

5.31E-01

17

3.38E-01

3.67E-01

3.94E-01

4.21E-01

4.47E-01

4.71E-01

4.94E-01

5.14E-01

18

3.22E-01

3.50E-01

3.78E-01

4.05E-01

4.31E-01

4.55E-01

4.77E-01

4.98E-01

19

3.07E-01

3.35E-01

3.63E-01

3.89E-01

4.15E-01

4.39E-01

4.62E-01

4.82E-0120

2.93E-01

3.21E-01

3.48E-01

3.75E-01

4.00E-01

4.24E-01

4.47E-01

4.68E-01

21

2.79E-01

3.07E-01

3.34E-01

3.61E-01

3.86E-01

4.10E-01

4.33E-01

4.54E-01

22

2.67E-01

2.95E-01

3.22E-01

3.48E-01

3.73E-01

3.97E-01

4.19E-01

4.40E-01

23

2.56E-01

2.83E-01

3.09E-01

3.35E-01

3.60E-01

3.84E-01

4.07E-01

4.27E-0124

2.45E-01

2.72E-01

2.98E-01

3.24E-01

3.48E-01

3.72E-01

3.94E-01

4.15E-0125

2.35E-01

2.61E-01

2.87E-01

3.12E-01

3.37E-01

3.60E-01

3.83E-01

4.03E-01

26

2.25E-01

2.51E-01

2.77E-01

3.02E-01

3.26E-01

3.49E-01

3.71E-01

3.92E-01

27

2.16E-01

2.42E-01

2.67E-01

2.92E-01

3.16E-01

3.39E-01

3.61E-01

3.81E-01

28

2.07E-01

2.33E-01

2.58E-01

2.82E-01

3.06E-01

3.29E-01

3.50E-01

3.71E-01

＜別紙３＞

29

1.99E-01

2.24E-01

2.49E-01

2.73E-01

2.96E-01

3.19E-01

3.41E-01

3.61E-0130

1.91E-01

2.16E-01

2.40E-01

2.64E-01

2.87E-01

3.10E-01

3.31E-01

3.51E-0135

1.58E-01

1.81E-01

2.04E-01

2.26E-01

2.48E-01

2.69E-01

2.89E-01

3.08E-0140

1.33E-01

1.53E-01

1.74E-01

1.95E-01

2.15E-01

2.35E-01

2.54E-01

2.73E-01

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

115

120

125

130

135

140

145

150

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

9.56E-01

9.59E-01

9.61E-01

9.63E-01

9.64E-01

9.66E-01

9.67E-01

9.69E-012

9.15E-01

9.20E-01

9.24E-01

9.28E-01

9.31E-01

9.33E-01

9.36E-01

9.39E-01

3

8.77E-01

8.84E-01

8.90E-01

8.95E-01

8.99E-01

9.03E-01

9.07E-01

9.10E-01

4

8.42E-01

8.50E-01

8.57E-01

8.64E-01

8.69E-01

8.74E-01

8.79E-01

8.84E-01

5

8.09E-01

8.19E-01

8.27E-01

8.34E-01

8.41E-01

8.47E-01

8.53E-01

8.58E-01

6

7.78E-01

7.89E-01

7.98E-01

8.06E-01

8.14E-01

8.21E-01

8.27E-01

8.34E-01

7

7.49E-01

7.61E-01

7.71E-01

7.80E-01

7.88E-01

7.96E-01

8.03E-01

8.10E-01

8

7.21E-01

7.34E-01

7.45E-01

7.55E-01

7.64E-01

7.72E-01

7.80E-01

7.88E-019

6.95E-01

7.09E-01

7.21E-01

7.32E-01

7.41E-01

7.50E-01

7.59E-01

7.67E-01

10

6.71E-01

6.86E-01

6.98E-01

7.09E-01

7.19E-01

7.29E-01

7.38E-01

7.47E-01

11

6.48E-01

6.63E-01

6.76E-01

6.88E-01

6.98E-01

7.08E-01

7.18E-01

7.27E-01

12

6.26E-01

6.42E-01

6.55E-01

6.68E-01

6.79E-01

6.89E-01

6.99E-01

7.08E-01

13

6.06E-01

6.22E-01

6.36E-01

6.48E-01

6.60E-01

6.70E-01

6.80E-01

6.90E-01

14

5.86E-01

6.03E-01

6.17E-01

6.30E-01

6.41E-01

6.52E-01

6.63E-01

6.73E-01

15

5.67E-01

5.84E-01

5.99E-01

6.12E-01

6.24E-01

6.35E-01

6.46E-01

6.57E-01

16

5.50E-01

5.67E-01

5.82E-01

5.95E-01

6.07E-01

6.19E-01

6.30E-01

6.41E-01

17

5.33E-01

5.50E-01

5.65E-01

5.79E-01

5.91E-01

6.03E-01

6.14E-01

6.26E-01

18

5.17E-01

5.34E-01

5.50E-01

5.63E-01

5.76E-01

5.88E-01

6.00E-01

6.11E-01

19

5.01E-01

5.19E-01

5.34E-01

5.49E-01

5.61E-01

5.73E-01

5.85E-01

5.97E-01

20

4.87E-01

5.05E-01

5.20E-01

5.34E-01

5.47E-01

5.59E-01

5.71E-01

5.83E-01

21

4.73E-01

4.91E-01

5.06E-01

5.21E-01

5.34E-01

5.46E-01

5.58E-01

5.70E-01

22

4.59E-01

4.77E-01

4.93E-01

5.07E-01

5.21E-01

5.33E-01

5.45E-01

5.57E-01

23

4.46E-01

4.64E-01

4.80E-01

4.95E-01

5.08E-01

5.20E-01

5.33E-01

5.45E-01

24

4.34E-01

4.52E-01

4.68E-01

4.83E-01

4.96E-01

5.08E-01

5.21E-01

5.33E-0125

4.22E-01

4.40E-01

4.56E-01

4.71E-01

4.84E-01

4.97E-01

5.09E-01

5.21E-01

26

4.11E-01

4.29E-01

4.45E-01

4.60E-01

4.73E-01

4.85E-01

4.98E-01

5.10E-01

＜別紙３＞

27

4.00E-01

4.18E-01

4.34E-01

4.49E-01

4.62E-01

4.75E-01

4.87E-01

5.00E-0128

3.90E-01

4.08E-01

4.24E-01

4.38E-01

4.51E-01

4.64E-01

4.77E-01

4.89E-01

29

3.80E-01

3.98E-01

4.13E-01

4.28E-01

4.41E-01

4.54E-01

4.67E-01

4.79E-0130

3.70E-01

3.88E-01

4.04E-01

4.18E-01

4.31E-01

4.44E-01

4.57E-01

4.69E-01

35

3.27E-01

3.44E-01

3.59E-01

3.74E-01

3.87E-01

4.00E-01

4.12E-01

4.25E-0140

2.90E-01

3.07E-01

3.22E-01

3.36E-01

3.49E-01

3.61E-01

3.73E-01

3.86E-01

この数値は NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、石膏の密度は 0.75g/cm3 である。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表６ ガラスにおけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

25

30

35

50

55

60

65

70

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

2.02E-01

2.21E-01

2.38E-01

7.67E-01

7.85E-01

8.03E-01

8.17E-01

8.30E-01

2

6.08E-02

7.69E-02

9.37E-02

6.00E-01

6.28E-01

6.54E-01

6.78E-01

6.98E-013

2.28E-02

3.33E-02

4.60E-02

4.77E-01

5.09E-01

5.40E-01

5.69E-01

5.94E-01

4

9.82E-03

1.64E-02

2.55E-02

3.84E-01

4.18E-01

4.51E-01

4.82E-01

5.09E-01

5

4.65E-03

8.86E-03

1.53E-02

3.13E-01

3.47E-01

3.80E-01

4.12E-01

4.41E-01

6

2.35E-03

5.07E-03

9.73E-03

2.58E-01

2.90E-01

3.23E-01

3.55E-01

3.84E-01

7

1.25E-03

3.04E-03

6.43E-03

2.14E-01

2.45E-01

2.77E-01

3.07E-01

3.37E-01

8

6.96E-04

1.88E-03

4.37E-03

1.79E-01

2.08E-01

2.38E-01

2.68E-01

2.97E-01

9

3.99E-04

1.20E-03

3.04E-03

1.51E-01

1.78E-01

2.06E-01

2.35E-01

2.63E-01

10

2.34E-04

7.80E-04

2.16E-03

1.28E-01

1.53E-01

1.80E-01

2.07E-01

2.34E-01

11

1.41E-04

5.17E-04

1.56E-03

1.09E-01

1.32E-01

1.57E-01

1.83E-01

2.09E-01

12

8.58E-05

3.48E-04

1.13E-03

9.34E-02

1.14E-01

1.38E-01

1.62E-01

1.87E-01

13

5.32E-05

2.37E-04

8.36E-04

8.03E-02

9.96E-02

1.21E-01

1.45E-01

1.68E-01

14

3.34E-05

1.63E-04

6.21E-04

6.93E-02

8.70E-02

1.07E-01

1.29E-01

1.52E-0115

2.12E-05

1.13E-04

4.65E-04

6.00E-02

7.63E-02

9.52E-02

1.16E-01

1.37E-01

16

1.35E-05

7.89E-05

3.50E-04

5.21E-02

6.71E-02

8.47E-02

1.04E-01

1.24E-01

17

8.73E-06

5.55E-05

2.65E-04

4.54E-02

5.91E-02

7.55E-02

9.37E-02

1.13E-01

18

5.67E-06

3.92E-05

2.02E-04

3.96E-02

5.23E-02

6.75E-02

8.45E-02

1.03E-01

19

3.71E-06

2.79E-05

1.54E-04

3.47E-02

4.63E-02

6.04E-02

7.64E-02

9.39E-02

20

2.43E-06

1.99E-05

1.18E-04

3.05E-02

4.11E-02

5.42E-02

6.93E-02

8.58E-02

＜別紙３＞

21

1.60E-06

1.43E-05

9.09E-05

2.68E-02

3.66E-02

4.88E-02

6.29E-02

7.85E-02

22

1.06E-06

1.02E-05

7.01E-05

2.36E-02

3.26E-02

4.39E-02

5.72E-02

7.20E-02

23

7.06E-07

7.38E-06

5.42E-05

2.08E-02

2.91E-02

3.96E-02

5.21E-02

6.61E-02

24

4.71E-07

5.33E-06

4.20E-05

1.84E-02

2.60E-02

3.58E-02

4.75E-02

6.08E-0225

3.15E-07

3.86E-06

3.25E-05

1.63E-02

2.33E-02

3.24E-02

4.34E-02

5.59E-02

26

2.11E-07

2.80E-06

2.53E-05

1.44E-02

2.09E-02

2.93E-02

3.96E-02

5.16E-02

27

1.42E-07

2.03E-06

1.97E-05

1.28E-02

1.87E-02

2.66E-02

3.63E-02

4.76E-02

28

9.53E-08

1.48E-06

1.53E-05

1.14E-02

1.68E-02

2.42E-02

3.33E-02

4.39E-02

29

6.43E-08

1.08E-06

1.20E-05

1.01E-02

1.52E-02

2.20E-02

3.05E-02

4.06E-0230

4.34E-08

7.86E-07

9.34E-06

9.04E-03

1.37E-02

2.00E-02

2.80E-02

3.76E-02

35

6.19E-09

1.64E-07

2.74E-06

5.14E-03

8.21E-03

1.26E-02

1.85E-02

2.58E-0240

9.00E-10

3.49E-08

8.14E-07

2.98E-03

5.03E-03

8.14E-03

1.25E-02

1.80E-02

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

75

80

85

90

95

100

105

110

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

8.40E-01

8.49E-01

8.57E-01

8.64E-01

8.70E-01

8.77E-01

8.84E-01

8.91E-012

7.15E-01

7.30E-01

7.43E-01

7.54E-01

7.66E-01

7.77E-01

7.88E-01

8.00E-01

3

6.15E-01

6.34E-01

6.50E-01

6.65E-01

6.80E-01

6.94E-01

7.09E-01

7.23E-01

4

5.33E-01

5.55E-01

5.74E-01

5.91E-01

6.08E-01

6.24E-01

6.41E-01

6.58E-01

5

4.66E-01

4.89E-01

5.10E-01

5.29E-01

5.47E-01

5.65E-01

5.83E-01

6.01E-01

6

4.10E-01

4.34E-01

4.56E-01

4.76E-01

4.95E-01

5.14E-01

5.33E-01

5.52E-01

7

3.63E-01

3.88E-01

4.10E-01

4.31E-01

4.51E-01

4.70E-01

4.89E-01

5.08E-01

8

3.23E-01

3.48E-01

3.70E-01

3.91E-01

4.12E-01

4.31E-01

4.51E-01

4.70E-01

9

2.89E-01

3.13E-01

3.36E-01

3.57E-01

3.77E-01

3.97E-01

4.17E-01

4.36E-01

10

2.59E-01

2.83E-01

3.06E-01

3.27E-01

3.47E-01

3.67E-01

3.86E-01

4.05E-01

11

2.34E-01

2.57E-01

2.79E-01

3.00E-01

3.20E-01

3.39E-01

3.59E-01

3.77E-01

12

2.11E-01

2.34E-01

2.56E-01

2.76E-01

2.96E-01

3.15E-01

3.34E-01

3.52E-01

13

1.91E-01

2.13E-01

2.35E-01

2.55E-01

2.74E-01

2.93E-01

3.12E-01

3.30E-01

14

1.74E-01

1.95E-01

2.16E-01

2.36E-01

2.55E-01

2.73E-01

2.91E-01

3.09E-01

15

1.58E-01

1.79E-01

1.99E-01

2.18E-01

2.37E-01

2.55E-01

2.73E-01

2.90E-01

16

1.45E-01

1.65E-01

1.84E-01

2.03E-01

2.21E-01

2.39E-01

2.56E-01

2.73E-01

17

1.32E-01

1.52E-01

1.71E-01

1.89E-01

2.06E-01

2.24E-01

2.40E-01

2.57E-0118

1.22E-01

1.40E-01

1.58E-01

1.76E-01

1.93E-01

2.10E-01

2.26E-01

2.42E-01

＜別紙３＞

19

1.12E-01

1.29E-01

1.47E-01

1.64E-01

1.81E-01

1.97E-01

2.13E-01

2.28E-0120

1.03E-01

1.20E-01

1.37E-01

1.53E-01

1.69E-01

1.85E-01

2.01E-01

2.15E-01

21

9.47E-02

1.11E-01

1.27E-01

1.43E-01

1.59E-01

1.74E-01

1.89E-01

2.04E-01

22

8.74E-02

1.03E-01

1.19E-01

1.34E-01

1.49E-01

1.64E-01

1.79E-01

1.93E-01

23

8.08E-02

9.59E-02

1.11E-01

1.26E-01

1.41E-01

1.55E-01

1.69E-01

1.83E-01

24

7.48E-02

8.92E-02

1.04E-01

1.18E-01

1.32E-01

1.46E-01

1.60E-01

1.73E-0125

6.93E-02

8.31E-02

9.71E-02

1.11E-01

1.25E-01

1.38E-01

1.51E-01

1.64E-01

26

6.43E-02

7.75E-02

9.10E-02

1.04E-01

1.18E-01

1.31E-01

1.43E-01

1.56E-01

27

5.97E-02

7.24E-02

8.53E-02

9.82E-02

1.11E-01

1.24E-01

1.36E-01

1.48E-01

28

5.55E-02

6.76E-02

8.00E-02

9.25E-02

1.05E-01

1.17E-01

1.29E-01

1.41E-01

29

5.16E-02

6.32E-02

7.52E-02

8.72E-02

9.91E-02

1.11E-01

1.22E-01

1.34E-0130

4.81E-02

5.92E-02

7.07E-02

8.22E-02

9.38E-02

1.05E-01

1.16E-01

1.27E-01

35

3.41E-02

4.30E-02

5.23E-02

6.19E-02

7.15E-02

8.11E-02

9.05E-02

9.97E-0240

2.45E-02

3.16E-02

3.92E-02

4.71E-02

5.51E-02

6.32E-02

7.11E-02

7.89E-02

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

115

120

125

130

135

140

145

150

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1

8.97E-01

9.03E-01

9.08E-01

9.12E-01

9.16E-01

9.20E-01

9.24E-01

9.27E-012

8.10E-01

8.20E-01

8.29E-01

8.37E-01

8.43E-01

8.50E-01

8.56E-01

8.62E-01

3

7.37E-01

7.49E-01

7.61E-01

7.71E-01

7.79E-01

7.88E-01

7.97E-01

8.04E-01

4

6.73E-01

6.88E-01

7.01E-01

7.12E-01

7.22E-01

7.33E-01

7.43E-01

7.52E-01

5

6.18E-01

6.34E-01

6.48E-01

6.61E-01

6.72E-01

6.83E-01

6.95E-01

7.05E-01

6

5.69E-01

5.86E-01

6.01E-01

6.14E-01

6.26E-01

6.39E-01

6.51E-01

6.62E-01

7

5.26E-01

5.43E-01

5.59E-01

5.73E-01

5.86E-01

5.99E-01

6.12E-01

6.23E-01

8

4.88E-01

5.05E-01

5.21E-01

5.36E-01

5.49E-01

5.62E-01

5.75E-01

5.88E-01

9

4.54E-01

4.71E-01

4.87E-01

5.02E-01

5.15E-01

5.29E-01

5.42E-01

5.55E-01

10

4.23E-01

4.40E-01

4.56E-01

4.71E-01

4.84E-01

4.98E-01

5.12E-01

5.25E-01

11

3.95E-01

4.12E-01

4.28E-01

4.43E-01

4.56E-01

4.70E-01

4.84E-01

4.97E-01

12

3.70E-01

3.87E-01

4.02E-01

4.17E-01

4.30E-01

4.44E-01

4.58E-01

4.71E-01

13

3.47E-01

3.63E-01

3.79E-01

3.93E-01

4.07E-01

4.20E-01

4.34E-01

4.47E-01

14

3.26E-01

3.42E-01

3.57E-01

3.71E-01

3.85E-01

3.98E-01

4.12E-01

4.25E-01

15

3.06E-01

3.22E-01

3.37E-01

3.51E-01

3.64E-01

3.78E-01

3.91E-01

4.04E-01

16

2.89E-01

3.04E-01

3.18E-01

3.32E-01

3.45E-01

3.59E-01

3.72E-01

3.85E-01

＜別紙３＞

17

2.72E-01

2.87E-01

3.01E-01

3.15E-01

3.28E-01

3.41E-01

3.54E-01

3.67E-01

18

2.57E-01

2.71E-01

2.85E-01

2.99E-01

3.11E-01

3.24E-01

3.37E-01

3.50E-01

19

2.43E-01

2.57E-01

2.71E-01

2.84E-01

2.96E-01

3.09E-01

3.21E-01

3.34E-0120

2.30E-01

2.43E-01

2.57E-01

2.69E-01

2.81E-01

2.94E-01

3.06E-01

3.19E-01

21

2.18E-01

2.31E-01

2.44E-01

2.56E-01

2.68E-01

2.80E-01

2.92E-01

3.04E-01

22

2.06E-01

2.19E-01

2.32E-01

2.44E-01

2.55E-01

2.67E-01

2.79E-01

2.91E-01

23

1.96E-01

2.08E-01

2.20E-01

2.32E-01

2.43E-01

2.55E-01

2.67E-01

2.78E-01

24

1.86E-01

1.98E-01

2.10E-01

2.21E-01

2.32E-01

2.44E-01

2.55E-01

2.67E-0125

1.76E-01

1.88E-01

2.00E-01

2.11E-01

2.22E-01

2.33E-01

2.44E-01

2.55E-0126

1.68E-01

1.79E-01

1.90E-01

2.01E-01

2.12E-01

2.23E-01

2.34E-01

2.45E-01

27

1.59E-01

1.71E-01

1.82E-01

1.92E-01

2.02E-01

2.13E-01

2.24E-01

2.34E-0128

1.52E-01

1.63E-01

1.73E-01

1.84E-01

1.93E-01

2.04E-01

2.14E-01

2.25E-01

29

1.44E-01

1.55E-01

1.65E-01

1.75E-01

1.85E-01

1.95E-01

2.05E-01

2.16E-0130

1.38E-01

1.48E-01

1.58E-01

1.68E-01

1.77E-01

1.87E-01

1.97E-01

2.07E-0135

1.09E-01

1.17E-01

1.26E-01

1.35E-01

1.43E-01

1.52E-01

1.60E-01

1.69E-0140

8.66E-02

9.41E-02

1.02E-01

1.09E-01

1.16E-01

1.24E-01

1.32E-01

1.40E-01

この数値は NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、ガラスの密度は 2.56g/cm3 である。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表７ 木材におけるエックス線の空気カーマ透過率

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

25

30

35

50

55

60

65

70

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

10

5.32E-01

5.59E-01

5.83E-01

8.83E-01

8.92E-01

9.01E-01

9.08E-01

9.13E-0120

2.96E-01

3.30E-01

3.61E-01

7.81E-01

7.97E-01

8.13E-01

8.26E-01

8.35E-0130

1.71E-01

2.03E-01

2.34E-01

6.92E-01

7.13E-01

7.34E-01

7.51E-01

7.63E-0140

1.02E-01

1.29E-01

1.57E-01

6.14E-01

6.39E-01

6.63E-01

6.84E-01

6.98E-0150

6.26E-02

8.42E-02

1.08E-01

5.46E-01

5.73E-01

6.00E-01

6.23E-01

6.39E-0160

3.93E-02

5.63E-02

7.64E-02

4.86E-01

5.15E-01

5.43E-01

5.68E-01

5.85E-0170

2.52E-02

3.84E-02

5.49E-02

4.34E-01

4.63E-01

4.92E-01

5.17E-01

5.35E-0180

1.64E-02

2.67E-02

4.01E-02

3.87E-01

4.16E-01

4.46E-01

4.72E-01

4.90E-0190

1.09E-02

1.88E-02

2.97E-02

3.45E-01

3.74E-01

4.04E-01

4.30E-01

4.49E-01100

7.33E-03

1.34E-02

2.23E-02

3.09E-01

3.37E-01

3.66E-01

3.92E-01

4.11E-01

＜別紙３＞

110

4.99E-03

9.64E-03

1.68E-02

2.76E-01

3.04E-01

3.32E-01

3.58E-01

3.77E-01120

3.44E-03

7.01E-03

1.29E-02

2.47E-01

2.74E-01

3.02E-01

3.27E-01

3.46E-01130

2.39E-03

5.15E-03

9.88E-03

2.21E-01

2.47E-01

2.74E-01

2.98E-01

3.17E-01140

1.68E-03

3.81E-03

7.65E-03

1.98E-01

2.22E-01

2.48E-01

2.72E-01

2.90E-01150

1.19E-03

2.84E-03

5.96E-03

1.77E-01

2.01E-01

2.26E-01

2.49E-01

2.66E-01

160

8.49E-04

2.13E-03

4.66E-03

1.59E-01

1.81E-01

2.05E-01

2.27E-01

2.44E-01

170

6.11E-04

1.60E-03

3.67E-03

1.42E-01

1.63E-01

1.86E-01

2.07E-01

2.24E-01

180

4.42E-04

1.21E-03

2.90E-03

1.27E-01

1.47E-01

1.69E-01

1.89E-01

2.06E-01

190

3.22E-04

9.23E-04

2.30E-03

1.14E-01

1.33E-01

1.54E-01

1.73E-01

1.89E-01200

2.36E-04

7.06E-04

1.83E-03

1.02E-01

1.20E-01

1.40E-01

1.58E-01

1.73E-01

210

1.73E-04

5.41E-04

1.46E-03

9.19E-02

1.08E-01

1.27E-01

1.44E-01

1.59E-01

220

1.28E-04

4.17E-04

1.17E-03

8.24E-02

9.80E-02

1.15E-01

1.32E-01

1.46E-01

230

9.52E-05

3.22E-04

9.37E-04

7.40E-02

8.85E-02

1.05E-01

1.21E-01

1.34E-01240

7.10E-05

2.49E-04

7.54E-04

6.64E-02

7.99E-02

9.52E-02

1.10E-01

1.23E-01250

5.32E-05

1.94E-04

6.08E-04

5.95E-02

7.22E-02

8.65E-02

1.01E-01

1.12E-01

260

4.00E-05

1.51E-04

4.91E-04

5.34E-02

6.52E-02

7.86E-02

9.19E-02

1.03E-01

270

3.01E-05

1.18E-04

3.97E-04

4.80E-02

5.89E-02

7.15E-02

8.40E-02

9.47E-02

280

2.28E-05

9.20E-05

3.22E-04

4.30E-02

5.32E-02

6.50E-02

7.68E-02

8.70E-02

290

1.73E-05

7.21E-05

2.61E-04

3.86E-02

4.81E-02

5.90E-02

7.02E-02

7.98E-02300

1.32E-05

5.66E-05

2.12E-04

3.47E-02

4.34E-02

5.37E-02

6.41E-02

7.33E-02

350

3.47E-06

1.73E-05

7.67E-05

2.02E-02

2.62E-02

3.33E-02

4.09E-02

4.77E-02

400

9.62E-07

5.42E-06

2.83E-05

1.18E-02

1.58E-02

2.07E-02

2.61E-02

3.11E-02

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

75

80

85

90

95

100

105

110

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

10

9.16E-01

9.16E-01

9.17E-01

9.17E-01

9.19E-01

9.22E-01

9.26E-01

9.31E-01

20

8.39E-01

8.40E-01

8.41E-01

8.43E-01

8.46E-01

8.51E-01

8.59E-01

8.68E-0130

7.69E-01

7.71E-01

7.72E-01

7.74E-01

7.79E-01

7.86E-01

7.97E-01

8.09E-0140

7.05E-01

7.08E-01

7.10E-01

7.12E-01

7.18E-01

7.26E-01

7.39E-01

7.54E-0150

6.47E-01

6.50E-01

6.52E-01

6.56E-01

6.62E-01

6.72E-01

6.86E-01

7.03E-0160

5.94E-01

5.98E-01

6.00E-01

6.04E-01

6.11E-01

6.22E-01

6.37E-01

6.56E-0170

5.45E-01

5.49E-01

5.52E-01

5.57E-01

5.64E-01

5.76E-01

5.92E-01

6.12E-01

80

5.00E-01

5.05E-01

5.09E-01

5.13E-01

5.21E-01

5.33E-01

5.50E-01

5.71E-01

＜別紙３＞

90

4.60E-01

4.65E-01

4.69E-01

4.74E-01

4.82E-01

4.94E-01

5.11E-01

5.32E-01100

4.22E-01

4.28E-01

4.32E-01

4.37E-01

4.45E-01

4.58E-01

4.75E-01

4.97E-01

110

3.88E-01

3.94E-01

3.98E-01

4.04E-01

4.12E-01

4.25E-01

4.42E-01

4.63E-01

120

3.57E-01

3.63E-01

3.67E-01

3.73E-01

3.81E-01

3.94E-01

4.11E-01

4.32E-01130

3.28E-01

3.34E-01

3.39E-01

3.45E-01

3.53E-01

3.65E-01

3.82E-01

4.03E-01

140

3.02E-01

3.08E-01

3.13E-01

3.19E-01

3.27E-01

3.39E-01

3.56E-01

3.76E-01

150

2.77E-01

2.84E-01

2.89E-01

2.95E-01

3.03E-01

3.15E-01

3.31E-01

3.51E-01160

2.55E-01

2.62E-01

2.67E-01

2.72E-01

2.81E-01

2.92E-01

3.08E-01

3.28E-01

170

2.35E-01

2.41E-01

2.46E-01

2.52E-01

2.60E-01

2.71E-01

2.87E-01

3.06E-01

180

2.16E-01

2.22E-01

2.27E-01

2.33E-01

2.41E-01

2.52E-01

2.67E-01

2.85E-01

190

1.99E-01

2.05E-01

2.10E-01

2.16E-01

2.23E-01

2.34E-01

2.49E-01

2.66E-01200

1.83E-01

1.89E-01

1.94E-01

2.00E-01

2.07E-01

2.17E-01

2.32E-01

2.48E-01

210

1.68E-01

1.74E-01

1.80E-01

1.85E-01

1.92E-01

2.02E-01

2.16E-01

2.32E-01

220

1.55E-01

1.61E-01

1.66E-01

1.71E-01

1.78E-01

1.88E-01

2.01E-01

2.16E-01230

1.43E-01

1.49E-01

1.53E-01

1.59E-01

1.65E-01

1.75E-01

1.87E-01

2.02E-01240

1.31E-01

1.37E-01

1.42E-01

1.47E-01

1.53E-01

1.62E-01

1.74E-01

1.88E-01250

1.21E-01

1.26E-01

1.31E-01

1.36E-01

1.42E-01

1.51E-01

1.62E-01

1.76E-01260

1.11E-01

1.17E-01

1.21E-01

1.26E-01

1.32E-01

1.40E-01

1.51E-01

1.64E-01

270

1.02E-01

1.08E-01

1.12E-01

1.17E-01

1.23E-01

1.30E-01

1.41E-01

1.53E-01

280

9.42E-02

9.95E-02

1.04E-01

1.08E-01

1.14E-01

1.21E-01

1.31E-01

1.43E-01

290

8.68E-02

9.18E-02

9.60E-02

1.00E-01

1.06E-01

1.13E-01

1.22E-01

1.33E-01300

7.99E-02

8.48E-02

8.88E-02

9.30E-02

9.81E-02

1.05E-01

1.14E-01

1.24E-01350

5.29E-02

5.69E-02

6.03E-02

6.36E-02

6.77E-02

7.28E-02

7.99E-02

8.80E-02

400

3.51E-02

3.83E-02

4.09E-02

4.36E-02

4.68E-02

5.06E-02

5.61E-02

6.22E-02

しゃへい

使用管電圧(kV)

厚
(mm)

115

120

125

130

135

140

145

150

0

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

1.00E+00

10

9.37E-01

9.43E-01

9.47E-01

9.51E-01

9.55E-01

9.57E-01

9.58E-01

9.58E-01

20

8.78E-01

8.88E-01

8.97E-01

9.04E-01

9.11E-01

9.15E-01

9.16E-01

9.16E-0130

8.23E-01

8.36E-01

8.48E-01

8.59E-01

8.67E-01

8.73E-01

8.76E-01

8.76E-0140

7.71E-01

7.87E-01

8.02E-01

8.15E-01

8.26E-01

8.33E-01

8.36E-01

8.36E-0150

7.22E-01

7.41E-01

7.58E-01

7.73E-01

7.85E-01

7.93E-01

7.98E-01

7.97E-0160

6.76E-01

6.96E-01

7.15E-01

7.32E-01

7.46E-01

7.55E-01

7.60E-01

7.60E-01

＜別紙３＞

70

6.33E-01

6.55E-01

6.75E-01

6.93E-01

7.08E-01

7.18E-01

7.23E-01

7.24E-0180

5.93E-01

6.15E-01

6.37E-01

6.56E-01

6.71E-01

6.82E-01

6.88E-01

6.89E-0190

5.55E-01

5.78E-01

6.00E-01

6.20E-01

6.36E-01

6.48E-01

6.54E-01

6.55E-01100

5.20E-01

5.43E-01

5.66E-01

5.86E-01

6.02E-01

6.14E-01

6.21E-01

6.22E-01

110

4.86E-01

5.10E-01

5.33E-01

5.53E-01

5.70E-01

5.82E-01

5.89E-01

5.91E-01

120

4.55E-01

4.79E-01

5.02E-01

5.22E-01

5.39E-01

5.52E-01

5.59E-01

5.60E-01130

4.26E-01

4.49E-01

4.72E-01

4.92E-01

5.09E-01

5.22E-01

5.30E-01

5.31E-01

140

3.99E-01

4.22E-01

4.44E-01

4.64E-01

4.81E-01

4.94E-01

5.02E-01

5.04E-01

150

3.73E-01

3.96E-01

4.18E-01

4.38E-01

4.54E-01

4.67E-01

4.75E-01

4.77E-01

160

3.49E-01

3.71E-01

3.93E-01

4.12E-01

4.29E-01

4.42E-01

4.50E-01

4.52E-01

170

3.26E-01

3.48E-01

3.69E-01

3.88E-01

4.05E-01

4.17E-01

4.25E-01

4.28E-01

180

3.05E-01

3.26E-01

3.47E-01

3.66E-01

3.82E-01

3.94E-01

4.02E-01

4.05E-01

190

2.86E-01

3.06E-01

3.26E-01

3.44E-01

3.60E-01

3.72E-01

3.80E-01

3.83E-01200

2.67E-01

2.87E-01

3.06E-01

3.24E-01

3.39E-01

3.51E-01

3.59E-01

3.62E-01

210

2.50E-01

2.69E-01

2.87E-01

3.05E-01

3.19E-01

3.31E-01

3.39E-01

3.42E-01

220

2.34E-01

2.52E-01

2.70E-01

2.86E-01

3.01E-01

3.12E-01

3.20E-01

3.23E-01230

2.18E-01

2.36E-01

2.53E-01

2.69E-01

2.83E-01

2.94E-01

3.02E-01

3.05E-01

240

2.04E-01

2.21E-01

2.38E-01

2.53E-01

2.67E-01

2.77E-01

2.85E-01

2.88E-01250

1.91E-01

2.07E-01

2.23E-01

2.38E-01

2.51E-01

2.61E-01

2.69E-01

2.72E-01260

1.79E-01

1.94E-01

2.09E-01

2.23E-01

2.36E-01

2.46E-01

2.53E-01

2.57E-01

270

1.67E-01

1.81E-01

1.96E-01

2.10E-01

2.22E-01

2.32E-01

2.39E-01

2.42E-01

280

1.56E-01

1.70E-01

1.84E-01

1.97E-01

2.09E-01

2.19E-01

2.25E-01

2.29E-01290

1.46E-01

1.59E-01

1.72E-01

1.85E-01

1.96E-01

2.06E-01

2.12E-01

2.16E-01300

1.36E-01

1.49E-01

1.62E-01

1.74E-01

1.85E-01

1.94E-01

2.00E-01

2.03E-01350

9.72E-02

1.07E-01

1.17E-01

1.27E-01

1.36E-01

1.43E-01

1.48E-01

1.52E-01

400

6.92E-02

7.66E-02

8.45E-02

9.20E-02

9.93E-02

1.05E-01

1.10E-01

1.13E-01

この数値は、NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、木材の密度は 0.55g/cm3 である。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表８ 照射野 400 平方センチメートルの組織類似ファントムから１メートルの距離における空気カーマ率の百分率（散乱角 90°について求めた値。）

使用管電圧(kV)

空気カーマ率の百分率

25

0.14

30

0.15

＜別紙３＞

35

0.15

50

0.16

55

0.16

60

0.17

65

0.17

70

0.17

75

0.18

80

0.18

85

0.18

90

0.18

95

0.19

100

0.19

105

0.19

110

0.20

115

0.20

120

0.20

125

0.21

130

0.21

135

0.21

140

0.22

145

0.22

150

0.22

この数値は NCRP Report No.147 に基づく。
なお、25kV～35kV はモリブデン陽極とモリブデンフィルタを有する乳房撮影用エックス線装置に対する散乱係数である。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表９ 大幅に減衰したエックス線の広いビームに対する半価層（ｔ１／２）及び１／10 価層（ｔ１／10）

鉛(mm)

使用管電

コンクリート(mm)

鉄(mm)

圧(kV)

t1/2

t1/10

t1/2

t1/10

t1/2

t1/10

25

0.01150.03971.36

4.74

0.06130.212

300.01530.05261.86

6.41

0.08290.284

350.02080.0711

2.53

8.59

0.113

0.383

50

0.0665

0.228

6.36

21.8

0.361

1.22

＜別紙３＞

55

0.0792

0.269

7.66

26.3

0.442

1.49

60

0.0936

0.316

9.25

31.7

0.560

1.88

65

0.110

0.367

11.0

37.5

0.727

2.44

70

0.127

0.424

12.6

42.6

0.940

3.15

75

0.147

0.491

13.8

46.4

1.17

3.92

80

0.171

0.568

14.7

49.2

1.39

4.63

85

0.197

0.655

15.3

51.4

1.58

5.25

90

0.225

0.749

15.9

53.3

1.73

5.77

95

0.253

0.841

16.5

55.2

1.87

6.23

100

0.276

0.919

17.0

57.1

2.02

6.72

105

0.292

0.971

17.7

59.1

2.20

7.33

110

0.300

1.00

18.3

61.0

2.42

8.06

115

0.303

1.01

18.8

62.8

2.68

8.91

120

0.304

1.02

19.3

64.3

2.96

9.84

125

0.306

1.02

19.7

65.6

3.24

10.8

130

0.310

1.04

20.1

66.8

3.51

11.7

135

0.316

1.06

20.4

67.8

3.76

12.5

140

0.324

1.09

20.7

68.8

4.01

13.3

145

0.334

1.13

21.0

69.9

4.28

14.2

150

0.345

1.18

21.4

71.0

4.61

15.3

使用管電

石膏(mm)

ガラス(mm)

木材(mm)

圧(kV)

t1/2

t1/10

t1/2

t1/10

t1/2

t1/10

25

3.53

12.2

1.44

5.00

23.8

81.8

30

4.84

16.7

1.96

6.74

28.5

96.8

35

6.87

23.6

2.68

9.09

34.5

116

50

17.6

58.6

7.01

23.4

64.4

214

55

20.0

66.8

7.99

26.7

68.5

228

60

23.1

76.8

9.18

30.6

72.9

242

65

26.4

88.0

10.5

35.1

77.1

256

70

30.0

100

11.9

39.6

81.1

269

75

33.5

111

13.0

43.4

84.5

281

80

36.7

122

13.9

46.4

87.7

291

85

39.7

132

14.7

48.7

90.2

300

90

42.4

141

15.2

50.6

92.3

307

＜別紙３＞

95

44.9

149

15.7

52.2

94.4

313

100

47.3

157

16.2

53.8

95.9

318

105

49.6

165

16.7

55.6

98.3

327

110

51.9

172

17.3

57.4

100

333

115

54.0

179

17.9

59.4

101

335

120

56.1

186

18.4

61.3

103

342

125

58.1

193

19.0

63.0

105

350

130

60.0

199

19.5

64.7

107

356

135

61.8

205

19.9

66.1

110

365

140

63.7

212

20.3

67.6

112

372

145

65.6

218

20.8

69.0

113

377

150

67.3

224

21.2

70.5

115

382

この数値は、NCRP Report No.147（2004）に基づく。
なお、コンクリートの密度は 2.35g/cm3 である。
コンクリートの密度の違いによる補正は、概ねコンクリートの厚さの間で比例の関係にある。我が国の画壁等に用いられているコンクリート建材の密度は 2.10 g/cm3 であるので、この密度におけるしゃへい体の等価厚さを計算し、その厚さにおける透過率を求める（詳細は、「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007 原子力安全技術センター発行」を参照されたい。）。
該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
表１０ 空気カーマから実効線量への換算係数（E／Ka）

光子エネルギー(keV)

換算係数(E／Ka)

100.0065315

0.0402

20

0.122

30

0.416

40

0.788

50

1.106

60

1.308

70

1.407

80

1.433

100

1.394(1.433) 注４）150

1.256(1.433) 注４）

＜別紙３＞

200

1.173(1.433) 注４）

エックス線装置の使用管電圧（kV）によるエックス線のエネルギーは、吸収又は散乱後のエックス線のスペクトルは、発生時のものと異なっているが、換算係数の選択に当たって、光子エネルギー（keV）＝使用管電圧（kV）とし、対応する換算係数の値を用いるものとする。
なお、該当する値がない場合には、安全側に設定するか又は補間法により求めることができる。
注４） 使用管電圧が 80 キロボルトを超える場合には、換算係数の最大値 1.433 を用いること。

＜別紙４＞
参考例 １（計算例－１）
透視用エックス線装置を用いて次の条件で１日 10 名、週 5 日間使用するときの 3 月間における管理区域境界における 3 月間の漏えい線量。ただし、ここでの計算は、使用室の画
壁のコンクリート（密度：2.35 g/cm3）の厚さを 10 cm と仮定して計算することとする。
◎ エックス線装置の使用管電圧 100 キロボルト
使用管電流 100 ミリアンペア
透視条件 0.5 ミリアンペア 5 分／人撮影条件 100 ミリアンペア
対向しゃへい物

0.1 秒／撮影 10 回撮影／人透視の場合：鉛当量 2 ミリメートル

利用線錐方向の漏えい線量（Ｅｐ）は、鉛の対向しゃへい物とコンクリートの複合しゃへい体が用いられているので、次式より求める。
Ｅｐ＝(77.1×162500×1.433×0.000516×1×1)／2２×0.0170＝39.37（μSv/3 月間）
・Ｘ（表１）：＝77.1（μGy/mA･s）
・Ｗ：13w/3 月間×5d/w×10 人/d×（0.5mA×5min/人×60s/min＋10mA･s×10/人）＝162500（mA･s/3 月間）
・（Ｅ／Ｋａ）（表１０）：1.433（Sv/Gy）
・Ｄｔ：鉛 2mm（対向しゃへい物）の透過率（表２）＝0.000516
・半価層（コンクリート厚 100 mm）による透過率（表９）＝（1/2）100／17.0＝0.0170・Ｔ：＝1
・Ｕ：＝1・ｄ１：2m
散乱線の漏えい線量（Ｅｓ）は、次式より求められる。
Ｅｓ＝(77.1×162500×1.433×0.00181×1×1)／（1.5２×0.6２）×（0.19×1225）/（400×100）＝233.44（μSv/3 月間）
・Ｘ（表１）：＝77.1（μGy/mA･s）
・Ｗ：13w/3 月間×5d/w×10 人/d×（0.5mA×5min/人×60s/min＋10mA･s×10/人）＝162500（mA･s/3 月間）
・（Ｅ／Ｋａ）（表１０）：1.433（Sv/Gy）
・Ｄｔ：コンクリート 100mm の透過率（表３）＝0.00181
・ｄ３：0.6m（エックス線管焦点・撮影天板面間距離）・ａ（表８）：0.19/100
・Ｆ：35×35=1225（cm2）
・Ｔ：＝1
・Ｕ：＝1
・ｄ２：1.5m

＜別紙４＞
管容器からの漏えい線量（ＥＬ）は、半価層を用いるので、次式により求める。
ＥＬ＝(1000×1.433×54.35×0.0170×1×1)／1.5２＝588.45（μSv/3 月間）
・ＸＬ（第 30 条第１号ニ）管容器からの線量率：1mGy/h×1000μGy/mGy=1000（μGy/h）・（Ｅ／Ｋａ）（表１０）：1.433（Sv/Gy）・半価層（コンクリート厚 100mm）による透過率（表９）＝（1/2）100／17.0＝0.0170
・ｔｗ：撮影 65000 mA･s/3 月/100mA/3600s/h = 0.18(h/3 月間)
透視 97500 mA･s/3 月/0.5mA/3600s/h = 54.17(h/3 月間)
撮影+透視 = 0.18+54.17 = 54.35(h/3 月間)
・Ｔ：＝1
・Ｕ：＝1
・ｄ４：1.5m

別図＜別紙４＞
結論
１ 利用線錐方向におけるＥｐ点の漏えいエックス線線量
Ｅｐ＝39.37（μSv/3 月間）
２ 管容器からの漏えい線を考慮した散乱方向の漏えいエックス線量
Ｅｓ＋ＥＬ＝233.44（μSv/3 月間）＋588.45（μSv/3 月間）≒821.89（μSv/3 月間）
なお、コンクリートの密度の違いによる補正は、概ねコンクリートの厚さの間で比例の関係にあるので、次式からしゃへい体の等価厚さを計算し、その厚さの透過率を求める（詳細は、“放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル 2007、放射線施設の遮蔽計算実務（放射線）データ集 2012、原子力安全技術センター発行”を参照されたい。）。
しゃへい体等価厚さ（cm）＝適用する密度（g/cm3）/2.35（g/cm3）×コンクリートの厚
さ（cm）
（凡例）
密度 2.1（g/cm3）コンクリート壁厚 10cm は、密度 2.35（g/cm3）のコンクリートのほぼ
8.9cm に相当する。
しゃへい体等価厚さ（cm）＝2.1（g/cm3）/2.35（g/cm3）×10（cm）≒8.9（cm）