SPECIFICATION SHEET
超音波洗浄付浸漬型検出器

UHC−7C型○ 浸漬型pH･ORP電極ホルダーと，超音波洗浄器を一体とした検出器です。
○ 超音波を電極感応部に連続照射し，そのキャビテーション効果によって汚れの付着を防止します。電極ホルダーはワンタッチで着脱できますので，標準液校正などの保守作業が容易に行えます。

標準仕様
製品
名：超音波洗浄付浸漬型検出器
型
名：UHC−7C
測 定 対 象：pH･ORP
設 置 方 式：浸漬型
洗 浄 方 式：超音波連続照射方式
周 囲 温 度：−5〜50℃
試 料 水 条 件：温度…−5〜80℃（凍結しないこと。組合せホルダーの仕様により，範囲が異なります）
圧力…大気圧発 振 周 波 数：約80kHz
電源：AC 100V±10％ 50/60Hz
消 費 電 力：約15VA（FKM）
接 液 部 材 質：SUS 316，ふっ素ゴムポリプロピレン（HC−763型の場合）
質
量：約5 kg
構
造：防雨型（IP55）
塗装
色：メタリックシルバーおよびブルー
組 合 せ 機 器：取付金具…ZC−1型またはZC−2型
取付フランジ（オープンフランジ）…
ZFK−1型またはZFK−2型

構

成

図

組合せホルダーと組込み電極（代表）の試料水温度条件
ホルダー型
名

ホルダー
材
質

HC−763

ポリプロピレン

HC−703C

PVC

組込みpH電極
5600型

5601型

組込み
ORP電極
260□型

−5〜70℃ −5〜80℃ −5〜70℃−5〜60℃─−5〜60℃（注意：電極感応部を常時リフレッシュする超音波洗浄器は，ORP電極の場合，試料水によって指示がふらつくことがあります。特に下水・し尿処理でのORP制御では，支障をきたすことがあるので，パルスエアジェット洗浄付浸漬型検出器
PHC−7Dを推奨します。）（HDM型変換器との構成例）

AC電源端子接続図

製品コード
UHC7C−3−

40 41 90 91 E

AE

アース
電源
AC 100V ±10％50/60Hz

超音波出力（振動子へ）

外形寸法図

単位：mm98±5.5123012超音波発振器

123456φ118

KCl補充口ホルダークランプ配線口

φ22φ34

アダプター本体

0K
M
AB

超音波振動子ホルダーガイド
L＝0.5〜3m

40±5.50A
B
38電源ケーブル
配線口（L＋50）±20

電極ホルダー（L−78）±10

L±10A
B

★検定不可
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z45±5.5

0
10
1012

電源＊1
AC 100V 50/60Hz
発振器の形態
一体型（標準）分離型＊2
洗浄部の接液材質
SUS 316（標準）振動子チタン，支持管 PP＊3振動子チタン，支持管 SUS 316L
組合せホルダー（別途手配不要）
ホルダー不要：HC−763
PP製ホルダー
透明PVC製ホルダー：HC−703C
組合せホルダーの長さ＊4←検出器の全長が決まる
0.5m
1.0m
1.5m
2.0m
2.5m
3.0m
組込み電極不要pH
一般 常温 5600型
pH
一般 高温 5601型
ORP（Pt） 一般 常温 2600型★
その他指定＊5
電極リード線長さ
電極組込み不要のとき５m（ホルダー長さ2m以下）
10m＊6
表面仕上げ（塗装）
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊7なし
あり
表記の形態
標準
英文指定
毎個検定なしあり（検査証印付）
あり（検査証印，証明書付）

設置要領図
変換器（HDM型）

電極リード線（φ6）
大きなたるみは測定値ふらつきの原因となるので束ねておく。

取付金具（ZC−1型）

電源ラインケーブル（φ11）
伝送ラインケーブル（φ11）
電極ホルダー

電源ラインケーブル（φ11）
洗浄器の全長相当長さ以上とする。電線管は不可。

電源分配箱
電線管
L

電極ホルダーの長さは，水面迄の距離をLとすると，L+（500〜1000）必要です。

〈注意〉
動作点検などで洗浄器を引き上げる必要がありますので，電源ケーブルは洗浄器の全長に相当する長さ分を束ねておいてください。

＊1. 電極電圧が100V以上の場合は，降圧トランス（ZP−30型：35VA用）をご下命ください。（別付け）＊2. 発振器分離型の場合は，発振器〜検出器のケーブル（ODφ12）6mが付属されます。
（ホルダー長さ分を含む）＊3. 振動子チタン，支持管PP製の場合は，分離型の発振に限定で，組合せホルダーは最長2mです。
＊4. 組合せホルダーの長さ製作限界は，材質のPP製が3m，透明PVC型が4mです。4mを超える要求には，GSS電極の落し込み式（特注品）で対応できます。
＊5. 旧タイプの6462型や5700型を組み込む場合は弊社にお知らせください。
NOS電極（5910型，2910型等）の場合は，「9：特殊」を選択してください。
＊6. 発振器の標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μ以上です。重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚100μ以上です。
＊7. 電源ラインにセラミック サージ アレスタ（簡易的）を取り付けます。

■ チップ交換式電極組込タイプ
1. チップ交換式GSS/PSS/ASS−304B・314B型電極を組外形寸法図み合せる，超音波洗浄付浸漬型検出器です。

単位：mm
98±5.5

超音波発振器φ118

2. 電極は別途ご用命ください。
pH電極・ORP電極共に，KCl無補給式とKCl補給式があります。
KCl補給式の場合は，比較電極内部液（500mL入り コーホルダー
クランプ

ドNo.143F234）を必要量，別途ご用命ください。

配線口

φ34

電源ケーブル配線口

アダプター本体

φ22

ホルダーガイド

3. 本検出器の取付機器が必要な場合は，次のいずれかを（L+50）±20

電極ホルダー（L−78）±10

KCl補給式
GSS−314B
GSS−314F
GSS−314A
PSS−314B
ASS−314B

L±20分 類KCl無補給（拡散）式
一般用
GSS−304B
耐ふっ酸用
GSS−304F
高アルカリ用GSS−304A
ORP 一般用（Pt）
PSS−304B
下水（し尿）用（Au） ASS−304B
pH

別途ご用命ください。
取付金具：ZC−1型 または ZC−2型

超音波振動子

取付フランジ：ZFK−1型（検出器の長さ1.5mまで）
またはZFK−2型
45±5.5

L＝0.5〜3m

端子接続図
40 41 90 91 E
E

超音波出力（振動子へ）アース
電源
AC 100V ±10％50/60Hz45±5.5

製品コード本製品の型名はUHC−7Cですが，製品コードはUHC7CG−1−となります。

UHC7CG−1−AAB123AB
123456
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：ZA
B0101

電源＊1
AC 100V 50/60Hz
発振器の形態
一体型（標準）分離型＊2
洗浄部の接液材質
SUS316（ 標準）振動子チタン，支持管 PP＊3振動子チタン，支持管 SUS316L
組合せホルダーの材質＊4
透明PVC製（耐熱 60℃）
半透明PP製（耐熱 80℃）
組合せホルダーの長さ（検出器の全長が決まる）＊50.5m
1.0m
1.5m
2.0m
2.5m
3.0m
表面仕上げ（塗装）＊6
標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊7なし
あり
表記の形態
標準
英文指定

＊1. 電源電圧が100V以上の場合は，降圧トランス（ZP−30型：35VA）を別途ご用命ください。
（別付け）＊2. 発振器分離型の場合は，発振器〜検出器のケーブル（ODφ12）6mが付属されます。
（ホルダー長さ分を含む）＊3. 振動子チタン，支持管PP製の場合は，発振器分離型に限定で，組合せホルダーは最長2mです。
本仕様は，オープンフランジZFK型での取付けはできません。
＊4. 組合せホルダーはGSS電極用のHC−G70型です。材質は耐候性に優れた透明PVC製と，耐熱性・耐薬品性に優れた半透明PP製の2種類があります。
屋外直射日光下に設置する場合は，透明PVC製としてください。
＊5. 3mを超える要求には，落し込み式（特注品）で対応できます。
＊6. 発振器の標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。
重防食塗装はエポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，膜厚100μm以上です。
＊7. 電源ラインにセラミック サージ アレスター（簡易型）を取付けます。
注1. 感応部を常時リフレッシュする超音波洗浄器は，ORP電極の場合，試料水によって指示がふら付くことがあります。特に下水・し尿処理でのORP制御では，支障をきたすことがあるので他の洗浄方式を検討してください。
注2. 試料水条件 温度：60℃以下（PP製は80℃）
圧力：大気開放電気伝導率：KCl無補給式……100mS/m（1000μS/cm）
以上
KCl補給式………10mS/m（100μS/cm）以上
注3. 分離型，接液材質がPPの場合，標準ZFK組合せはできません。
組合せる場合はZFK（S）とし100A以上，開口部大型として製作します。