SPECIFICATION SHEET
微小粒子状物質（PM2.5）測定装置

FPM−377C−1型（屋外設置型）
FPM−377C−2型（屋内設置型）

環境省デジタルテレメーター共通仕様に対応
2009年9月に微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準が設定され，都道府県等における監視測定体制が本格化しました。
屋外設置型は全天候性のシェルターに，PM2.5の測定に必要なユニットをすべて組み込み，屋外に単独設置できるよう様々な配慮が施されています。測定部はSPM計でフィールド実績の豊富なベータ線吸収法自動測定機を使用しており，湿度影響を低減させるためのヒーター方式の除湿装置が組み込まれています。また，分粒器にはメンテナンス周期の長い V S C サイクロンを採用しました。
なお，屋外設置型のほかに，屋内設置型もご用意しておりますので，併せてご検討ください。

特長○ 線源に14 C（カーボン14）を採用しておりますので，通常線源の交換は不要です。
○ ヒーター方式の除湿装置を内蔵しています。

○ 高機能記録計により，同一記録紙上に日報などをデジタル印字します。停電復旧時には，チャートを早送りして時刻の遅れを補正します。

除湿装置により試料大気を加熱して，捕集・測定部の○ 分析計に記録された測定値（1時間平均値）や分析計内相対湿度を一定にしていますので，湿度影響が少なく，の状態（温度，圧力，流量）およびゼロ偏差，スパン係標準測定法（FRM法）との等価性に優れています。

数，アラーム，イベントの履歴を標準装備のCFカー○ 環境省デジタルテレメーター共通仕様に対応していまドへ記録します。CFカードのファイルは，CSV形式す。
（オプション：イーサネットLAN装着時）となっているためデーター編集がエクセルなどで容易

液晶タッチパネルを採用し，操作は対話方式としましに可能です。また，データーの種類（1時間平均値，アラーム，イベントなど）も年または月単位で保存された。液晶上で各データーの履歴表示や推移グラフも簡るため，データー整理が簡易的に行えます。

○ 液晶タッチパネルを採用

単に表示できます。
○ 4フッ化エチレン樹脂製のろ紙を標準採用しています。

また，4フッ化エチレン樹脂製の保護テープ供給機構

注）CFカードに記録できるデーター数は下記の通りです。
（CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です。
）
データー数（256MB）：約6年分（通常記録のみ）

により採取試料の成分分析が可能です。
（オプション）○ 捕集スポットの日時の識別が容易です。

深夜0時と1時の捕集スポット間隔を，通常の2倍にすることができるので，スポットの日時識別が容易です。
測定データーの確定作業の際，「捕集済みろ紙」を参考資料にすることができます。

本装置は，環境省が2014年度に実施された「標準測定法との等価性を評価する並行試験」に参加し，「標準測定法との等価性を有する」と評価されました。

標準仕様
製型

品

測定装置
名：微小粒子状物質（PM2.5）
名：FPM−377C−1型（屋外設置型）
FPM−377C−2型（屋内設置型）
測 定 対 象：大気中の微小粒子状物質（PM2.5）
測 定 方 式：ベータ線吸収法
測 定 範 囲：0〜500/1000/5000μg/m3（手動・自動切替え）
線源：14 C（3.7MBq以下，密封線源）
ベータ線検出器：半導体検出器
PM2.5分粒器：VSCサイクロン（標準）除 湿 方 式：試料大気の加熱による相対湿度制御方式
記 録 方 式：打点式高機能記録計によるのこ歯状印字
記録
紙：帯状，折りたたみ
有効目盛幅；180mm（EH−01001−D）
記 録 速 度：25mm/h
捕 集 ろ 紙：4フッ化エチレン樹脂フィルター（ロール状 33日間使用可）
捕 集 効 率：99.9％以上（0.3μm DOP粒子）
試 料 流 量：16.7L/min±2％
流 量 制 御：実流量制御
捕 集 時 間：59分間（1時間のバッチ測定につき）
平 均 化 時 間：1時間および24時間
入 出 力 信 号：
デ ジ タ ル；環境省デジタルテレメーター共通仕様
対応コネクター RJ−45（オプション；イーサネットLAN装着時）
ア ナ ロ グ；DC 0〜1V（内部抵抗500Ω以下，負荷抵抗
伝 送 出 力 100kΩ以上），のこ歯状出力，対地絶縁型
接点出力信号；1時間平均値測定レンジ信号
1日平均値測定レンジ信号
計器調整中信号
電源断信号
警報信号
接点容量…DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下

接点入力信号；外部リセット信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
接点閉時間…200ms〜300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
注）外部リセット信号は観測局停止信号が閉の時のみ有効
繰 返 し 性：ゼロ ±2％以内（最大目盛値に対して）
スパン±2％以内（等価膜値に対して）
指 示 誤 差：等価膜値の±3％以内（ 直 線 性 ）安
定性：ゼロドリフト；最大目盛値の±2％/24h以内
スパンドリフト；等価膜値の±3％/24h以内
最小表示単位：0.1μg/m3
校正用空気に対する指示値：標準測定法の±10％以内（100〜200μg/m3）
粒子状物質を含まない空気に対する指示値（空試験）：±2.0μg/m3以内（24時間の1時間平均値）
CFカード（標準付属）へのロギングデーター：1時間平均値，積算流量，温度，湿度，気圧，その他，1年分以上のデーター保存可能
暖 機 時 間：約 3 時間
周 囲 温・湿 度：屋外型；−10〜45℃，85％RH以下（結露しないこと）
屋内型；0〜40℃，85％RH以下（結露しないこと）絶 縁 抵 抗：5 MΩ以上
耐
電圧：AC 1000V，1分間異常がないこと
電源：AC 100V±10％，50/60Hz
消 費 電 力：屋外型；最大約450VA，平均300W
屋内型；最大約400VA，平均250W
筐体保護構造：屋外型；IP24
質
量：屋外型；約92kg
屋内型；仕様によって異なります。
（分析部…12kg，ポンプユニット…12kg）■ 微小粒子状物質（PM2.5）の測定原理
ベータ線吸収方式は，低いエネルギーのベータ線を物

本自動測定装置では，サイクロン方式のPM2.5分粒器

質に照射した場合，その物質の質量に比例してベータ線を通して，16.7L/minの一定流量の試料大気を吸引し，の吸収量が増加することを利用した測定方式です。ろ紙

ろ紙上にPM2.5を捕集し，測定・演算の結果，質量濃度上に捕集したPM2.5にベータ線を照射し，透過ベータ線強度を測定することによって，PM2.5の質量を知ること（μg/m3）を常時出力します。

ができます。ベータ線透過強度とPM2.5の質量の関係は，次式のとおりです。
ln（Io/I）＝μm・Xm
I
Io：ろ紙および微小粒子を透過したベータ線強度：ろ紙のみを透過したベータ線強度μm ：質量吸収係数（cm2/g）
Xm ：PM2.5の質量（g/cm2）
これから

1
Xm= μm ・ln（Io/I） となります。

−2−測定系統図
試料大気PM10

インレット

ドレントラップ

温度計（気温）PM2.5分粒器

検出セル開閉用モーター
温度計（ヒーター）

密封線源

温度センサー
ろ紙送りモーター

ろ紙ピンチ
ローラー

線源セル

I/Oボード操作パネル

気圧計

CPUボードM2

記録計

圧力センサー

送りリール

検出セル
巻き取りリール

各種センサー，制御機器

M1

除湿装置

CFカード

半導体
検出器

外部端子板
キャプスタン

温度計（捕集部）
アンプボード
圧力計
流量制御用
M3 モーター
P
冷却ファン

※

流量計

湿度計

ポンプユニット＜測定機内＞＜屋外＞※屋外設置型の場合に内蔵されます。

外部端子図
7071727374
757677231
130131132
133
134232
135
136
137
138
139

PM2.5 1時間平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上
PM2.5 日平均値アナログ伝送信号
DC 0〜1V（チャンネル間非絶縁）
内部抵抗 500Ω以下 負荷抵抗 100kΩ以上

COM500μg/m3
1000μg/m3
5000μg/m3

予備COM500μg/m31000μg/m35000μg/m3

予備5051525354555657233
PM2.5 1時間平均値レンジ接点出力信号
140
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下
141142143
144234PM2.5 日平均値レンジ接点出力信号
145
接点容量 DC 50V 0.2A以下
AC 100V 0.1A以下
146147148
149

リセット信号入力
閉時間 200ms〜300s
無電圧接点入力
ON抵抗 50Ω以下
短絡電流5mA以下（2.5mA Typ）開放電圧DC 5V
観測局停止信号入力
テレメーター故障時接点 開無電圧接点入力
ON抵抗 50Ω以下
短絡電流5mA以下（2.5mA Typ）開放電圧DC 5V※1 軽アラーム：正常値になると自己復帰するアラーム※2 重アラーム：計器動作が停止し電源リセットを行わないと復帰しないアラーム−3−

排気3031323334353637383940414243444546474849330
331

電源断信号
電源ヒューズ断時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
アラーム信号1 ※1
警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
アラーム信号2 ※2
重度の警報出力時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
調整中
計器調整中時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
ろ紙移動
ろ紙移動中接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下
FSオーバー
レンジフルスケールオーバー時接点 閉
接点容量 DC 50V 0.2A以下/AC 100V 0.1A以下

外形寸法図単位：mm458（メンテナンススペース）

694

570

試料大気入口PM10インレット
ドレントラップ（2045〜5000）

温度計
ステー
4ヶ所
PM2.5分粒器

メンテナンススペース
500

A

矢視A

ハンドル
鍵付78460±1700

1040

4−M12x160基礎ボルト

基礎ボルト位置（50）

基礎ボルト位置460±150（20）476±120560

67（27）

516

27

476±1GL100

配線口φ52
グロメット付5基礎図（例）

5570
90

112

700

35（67）

後扉2本のボルトで固定

4−φ14120● 屋外設置型● 屋内設置型
PM10インレット

試料大気入口ドレントラップ
ステー

L±20

温度計

4ヶ所

PM2.5分粒器

φ380
6等配−φ12

測定局舎屋根28

取付フランジ（φ110）
（476）

（422）

φ340
520
4−12×20長穴

280

記録計

480
150 130 100

天井高 2580〜2810
2500±9262526

微小粒子状物質計

外部端子
ボックス

主電源スイッチ

電源タップ

端子台（6P）
172

パイプと筐体固定ボルトの位置

70

ポンプユニット

520
500

4−12×20長穴

348
520
500

12280
480

−4−（50）10

● ポンプユニット
パイロットランプ

調整バルブ

信号入口
22270

24

電源

配管口

270

264

標準測定法（FRM法）捕集装置の設置条件 （自動測定器においても，これにならって等価性を確保することが望ましい）−5−

製品コード● 屋外設置型

FPM377C1−0−
電源AC 100V 50/60Hz
特殊
測定範囲
30〜500/0〜1000/0〜5000μｇ/m（標準）特殊
設置方法＊1
キュービクル一体収納型（標準）記録計のみ測定局舎内へ別置き（変換器なし）外部端子ユニットのみ測定局舎内へ別置き（変換器なし）記録計，外部端子ユニット共に測定局舎内へ別置き（変換器なし）
記録計のみ測定局舎内へ別置き（変換器あり）
外部端子ユニットのみ測定局舎内へ別置き（変換器あり）
記録計，外部端子ユニット共に測定局舎内へ別置き（変換器あり）
特殊
記録計
高機能記録計（標準）特殊
PM2.5分粒器
VSCサイクロン（標準）
特殊
機器設置面〜PM10インレット（試料大気入り口）の高さ＊23000mm（標準）3500mm
4000mm
4500mm
5000mm
2045mm（2階以上の屋上などへ設置の場合）＊3
特殊
通信ユニット＊4RS−232Cユニット（標準）イーサネット（LAN）
特殊伝送ユニット＊5外部端子ユニット付き（標準）
特殊使用ろ紙
4フッ化エチレン樹脂（標準）特殊

19191234567919AZ
1234569ACZ
1919＊1. 設置方法の選択は，接続距離を考慮して選択してください。接続距離が50m以下の場合は，2〜4を選択します。
但し，接続ケーブルには耐候性がありませんので，必ず，保護管などで保護をして設置するようにしてください。
保護できない場合は，5〜7を選択してください。
接続距離が50mを越える場合は，RS485変換器を使用して分析部〜記録計/外部端子ユニットの通信を行います。
2〜7を選択する場合は，接続距離（ケーブル長さ）を確認し，詳細仕様を販売窓口にお知らせください。
＊2. PM10インレットの高さに応じて，キュービクル屋根のフックに取り付ける採取管固定用ワイヤー（ステーキット）が標準付属されます。
＊3. 地面から955mm以上高い位置に設置する場合のみ選択可能です。（試料大気入口が地面から 3 ｍ以上の条件を満たすため）＊4. 環境省デジタル共通仕様は，イーサネット（LAN）を選択することで対応可能です。
イーサネットを選択した場合でもRS−232Cユニットは使用可能です。
ネットワークユニット（当社独自）
は特殊で対応可能です。詳細は販売窓口にお問い合せください。
＊5. 伝送ユニットは，外部端子ユニット（テレメ接続ユニット）を指し，装置内（分析部収納盤）に取り付けるものを標準とします。
注1. アンカーボルト等による設置工事，PM10，PM2.5分粒器を含む採取管の特殊な固定工事などは，設置場所の状況を事前に確認の上，販売窓口にお問い合せください。
（機器の設置工事費用は本体価格に含まれていません）
2 PM10分粒器付きインレット（ドレントラップ付き），PM2.5分粒器，外付け温度計は同時手配されます。
（別途手配不要）
3. 試料大気吸引用のポンプユニットは，装置内下部に収納されます。
4. ろ紙の保護テープユニット付き仕様追加の場合は販売窓口にお問い合せください。
5. CFカードは，1枚標準付属されます。コードNo.6958270K
6. 電源ケーブル10mが標準付属されます。

−6−

● 屋内設置型

FPM377C2−0−
電源AC 100V 50/60Hz
特殊
測定範囲
30〜500/0〜1000/0〜5000μｇ/m（標準）特殊
設置方法＊1
専用ラック収納型（標準）
特殊（分離型など）
記録計
高機能記録計（標準）特殊
PM2.5分粒器
VSCサイクロン（標準）特殊
PM2.5分粒器の取付場所
屋外（標準）
屋内
特殊設置局舎の屋根面〜PM10インレット（試料大気入り口）までの高さ＊21500mm（標準）2000mm
2500mm
3000mm
3500mm
4000mm
特殊
通信ユニット＊3
RS−232Cユニット（標準）イーサネット（LAN）
特殊
伝送ユニット＊4
外部端子ユニット付き（標準）
特殊使用ろ紙
4フッ化エチレン樹脂（標準）特殊

19191919AZABZ1234569ACZ1919＊1. 分析部，記録計，ポンプユニット等を分離して設置する場合は，「特殊（分離型など）」を選択してください。
なお，特殊を選択する場合は，詳細仕様を販売窓口にお問い合せください。
＊2. PM10インレット（試料大気入り口）の高さに応じて，取付フランジのアイボルトに取り付ける 採取管固定用ワイヤー（ステーキット）が標準付属されます。
＊3. 環境省デジタル共通仕様は，イーサネット（LAN）を選択することで対応可能です。
イーサネットを選択した場合でもRS−232Cユニットは使用可能です。
ネットワークユニット（当社独自）
は特殊で対応可能です。詳細は販売窓口にお問い合せください。
＊4. 伝送ユニットは，外部端子ユニット（テレメ接続ユニット）を指し，装置内（分析部収納盤）に取り付けるものを標準とします。
注1. 分析部設置用の柱（ダクターチャンネル）の長さは販売窓口にご連絡ください。（標準2500mmの場合も同様です。
）
2. 屋内設置に於ける測定局舎天井穴あけ・防水工事，並びにPM10，PM2.5分粒器を含む採取管の取付工事などは，設置場所の状況を事前に確認の上，販売窓口にお問い合せください。
3. PM10分粒器付きインレット（ドレントラップ付き），PM2.5分粒器，外付け温度計は同時手配されます。
（別途手配不要）
4. 試料大気吸引用のポンプユニットは，装置内下部に収納されます。
（専用ラック収納型の場合）
5. ろ紙の保護テープユニット付き仕様追加の場合は販売窓口にお問い合せください。
6. CFカードは，1枚標準付属されます。コードNo.6958270K−7−本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2021年10月作成