SPECIFICATION SHEET
砂ろ過装置

FS−3型

本装置はアルカリ度計，残留塩素計，塩素要求量計など水質測定装置に導入される試料水の前処理装置です。
試料水に含まれる藻，微生物，土砂などの物質が水質測定装置に流れ込むと配管をつまらせたり，測定誤差の原因となったりします。本装置は試料水をろ砂でろ過することにより，これらの物質を除去し，測定装置の汚れを防止し，保守周期を延長するために使用されます。
ろ砂は 2 本のフィルター槽に入っており，一定周期で交互に自動逆洗されます。この間，試料水は連続して測定装置に供給されますので，各種の連続測定装置と組合せて使用することが可能です。

特長○ ろ砂に付着したSS分は周期的に洗浄水による逆洗を行うので，長期間安定したろ過能力を保ちます。
○ 2 本のフィルター槽を設け交互に洗浄するので，ろ過水は連続で水質測定装置へ供給できます。

標準仕様
製品
名：砂ろ過装置型
名：FS−3用
途：水質分析計へ導入する試料水中のSSの除去
方式：2筒式連続砂ろ過法（交互に自動逆洗）ろ過材：砂（粒径0.8および1.0mm）（試料水の濁質量により異なる）
ろ 過 採 水 量：1〜 6L/min
試 料 水 条 件：温度…0〜40℃（凍結しないこと）
圧力…0.02〜0.2MPa
流量…12〜16L/min

構成

洗 浄 水 条 件：質……水道水相当
圧力…洗浄時 0.05〜0.5MPa（逆洗用）
停止時 0.7MPa以下
流量…12〜16L/min
洗 浄 周 期：約14min.〜154min.
洗浄時間…1〜9min（可変）置換時間…5〜9min（可変）両筒ろ過時間1〜59min
（可変）
洗浄周期=
（洗浄時間+置換時間+両筒ろ過時間）×2
電源：AC 100V±10％ 50/60Hz
AC 100V以外は降圧トランスを設けます。
消 費 電 力：約30VA（オプションのエアーポンプ付加時約80VA）
配線
口：外径 6 〜12mm用ケーブルグランド配管口：試料水入口：Rc 1／2
水道水入口：Rc 1／2
試料水出口：Rc 1／2
排 水 口：Rc1 1／2
質量：約60kg

図＜水質計 2 台の前処理としての構成例＞

砂ろ過装置
残留塩素計

アルカリ度計○ 水質計は砂ろ過装置の至近に設置し，ろ過水配管は最短で施工してください。
○ 砂ろ過装置から水質計への，ろ過水供給はヘッド差による自然流下ですので砂ろ過装置の設置面（レベル）が水質計の設置面（レベル）より低くならないようにしてください。
ろ過水

サンドトラップ

洗浄水

排水（1L/分）

試料水排水（1L/分）

主材質・仕上げ：操作部；ポリカーボネート
架台部；SPCC（鋼板），SGP（鋼管）
メタリックシルバー焼き付け構
造：IP52相当（屋内防滴型）（屋外に設置する場合は防雨処置が必要）
接液部主材質：硬質塩化ビニール，耐食性チューブ，砲金，ステンレス

オプション
エアーポンプ：試料水の汚れが高濁度の場合に，ろ砂の閉塞を防ぐためフィルター槽にエアーポンプにより通気し，ろ砂を撹拌流動させます。
このエアーポンプユニットの構造は防じん・防水ではありません。
エアーパージ：腐食性ガスの雰囲気に設置する場合，操作部内（洗浄シーケンス回路）を保護するためエアーパージを行います。
エアーパージ口…外径φ6用銅管継手
供給空気…計装エアー相当
圧力；0.14MPa
流量；0.5〜1L/min

動作原理

試料水
水道水
エアー
V1 ：試料水調整バルブ（手動）V2 ：水道水ストップバルブ（手動）V3 ：水道水調整バルブ（手動）V4 ：排水バルブ
P ：エアーポンプ
SV ：電磁弁
PD：脈動防止用圧力計継手
PG：圧力計0〜1MPaG
RG：減圧弁
ST ：サンドトラップ

1試料水，洗浄水を供給し，電源スイッチを「ON」にす
ると，SV1，SV3が「開」となり，装置はろ過を開始します。
2両筒ろ過時間経過後，SV1「閉」SV2「開」となり，フィルター1はろ過を停止，逆洗を開始します。

13逆洗終了後，SV2「閉」となり，フィルター1 は試料水で置換されます。

2

このときの試料水は，ろ過水に混入しないように排水エアーポンプ（オプション）されます。
4置換時間経過後，再びSV1「開」となり，フィルター1排水口によるろ過が再開します。
5両筒ろ過時間経過後，今度はSV3「閉」，SV4「開」とな試料水入口

り，フィルター2がろ過を停止，逆洗を開始します。
（以後の動作はフィルター1 の場合と同じです）

試料水出口

このように，装置は2 本のフィルターを用いて交互に洗浄を行っているため，分析計への試料水（ろ過水）の水道水入口供給は連続して得られます。

タイムチャート
操作部の動作工程と電磁弁の動作および洗浄タイマーの設定時間のフィルター槽１
両
筒
ろ過動作工程関係を右図に示します。

逆置洗換

フィルタ槽ー２
両筒
ろ過

逆置洗換

表示ランプ
SV 1
電磁弁動作
AC 100V
出力

SV 2
SV 3
電磁弁「ＯＮ」

SV 4１工程の洗浄周期
洗浄タイマー

置換時間 5〜9分
逆洗時間 1〜9分
両筒ろ過時間 1〜59分

外形寸法図

単位：mm

● 標準型
380

フィルター槽1

フィルター槽2

操作部

1270±101750±10

空気入口

試料水出口

70 140 70

55
160
225

（35）
315±1(基礎ボルト位置)385

50

450±1(基礎ボルト位置)
550

32

45

150
60

40

81

4ーφ1435

55 353525

排水口

サンドトラップ
架台

配線口（電源ケーブル入口）

洗浄水入口

試料水入口

露結水出口

空気入口
配線口
空気出口
（電磁弁ケーブル入口）
AA矢視図

（50）

印オプション仕様● メンテナンススペース

500以上● エアーポンプ付き
4−M12×200

380

450

エアーポンプ
ポンプカバーフィルター槽1

フィルター槽2

操作部

500以上
500以上

空気入口

315

1855±20

高さ2000

40

81160
225

4−φ1435315±1（35）（基礎ボルト位置）38550450±1（基礎ボルト位置）550（50）2001270±10654−M12×200

サンドトラップ
架台

700以上

製品コードFS3−1−123456901901909019019

電源電圧＊1
AC 100V 50/60Hz
AC 110V 50/60Hz（ 降圧トランス付き）
AC 115V 50/60Hz（ 降圧トランス付き）
AC 120V 50/60Hz（ 降圧トランス付き）
AC 200V 50/60Hz（ 降圧トランス付き）
AC 220V 50/60Hz（ 降圧トランス付き）
特殊
エアーポンプなし（標準）あり
特殊
操作部エアーパージなし（標準）
あり
特殊
配線接続口
外径6〜12mm用ケーブルグランド（標準）
特殊
接液部材質＊2
SUS304（ 標準）＊3
樹脂
特殊
表記の形態
標準
英文指定
特殊

＊1. 電源電圧が AC 100V以外の時は，降圧トランス（製品コード ZP30−0−□□□：別途手配不要）↑エアーポンプなし：1を選択を組込み，AC 100V用の本体と組合せます。
エアーポンプあり：2を選択＊2. ふっ素イオンモニターや海水残塩などの前処理に使用する場合や脱硫排水処理など塩類を多く含む試料水に使用する場合は，耐食性のある樹脂製を選択してください。
＊3. 電磁弁の材質は砲金になります。
注1. 配線口アダプターが必要の場合は，規格を当社営業担当へ事前にご連絡ください。