CN080E

カールフィッシャー水分計用ソフトウェア
Software for Moisture ｔitrator●「Microsoft」「Windows」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●「Adobe Reader」は、アドビシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

2304-52-YI

SUMMARY
概要

23

FEATURES
特長

操作手順表示機能測定を開始すると試薬添加や試料採取量の入力を促す画面をパソコン上に順次表示することができ、複雑な作業手順が必要な分析でも作業ミスを軽減することができます。

担当者毎のセキュリティ設定が可能
担当者名とパスワードにより識別し、担当者毎に設定された範囲に操作を限定することができるので、知らないうちに設定が変わっているなど人的要因による不具合が改善されます。

フォルダ自動生成機能を実装
滴定結果データを月毎、年毎などの区切りでフォルダを作成し、自動で滴定結果を振り分けることができます。これにより膨大な結果データの整理をより楽に行うことができます。

滴定中などに席を離れる際に、KF-Winにロックを掛けることが可能です。複数のオペレータが 1台のパソコンをご使用される場合や離席時などに他のオペレータによる誤った操作を防ぐことができます。

第十八日本薬局方 2.48 水分測定法（カールフィッシャー法）対応

報告書作成機能の充実
滴定データのオープン化 （CSV 形式） により、 今まで滴定装置内でしか使えなかったデータが他のアプリケーションを用いて簡単に利用できるようになりました。 市販の表計算ソフト （Microsoft®
Excel ®）、 データベースソフト (Microsoft ®Access® など ) やワー
プロソフト （Microsoft ® Word ®） を用いることで独自の分析や報告書作成などがより速く、より簡単に行うことができます。
書作成なより速く、より簡単 行う
きます。

操作ロック機能を実装

PDF出力が可能
GLP機能を豊富に搭載
力価校正：定期校正日の告知機能、力価の校正履歴
標準物質による点検：定期点検日の告知機能、点検履歴
その他：担当者毎の操作範囲設定、エラー履歴

結果データ、メソッドデータなどのデータをPDFで出力することができます。滴定結果を汎用的な電子ファイルで管理でき、本ソフトウェアがインストールされていないパソコンでも結果の閲覧が可能となります。

適合性対応支援機能を搭載 ※ しています。
ナビゲーション操作で、より正確に適合性試験を実施。 測定・算出・判定までトータルサポートします。
▼容量滴定法測定の画面

バーコードリーダーを接続可能
パソコン側にバーコードリーダーを接続し、 ロット No.や試料 ID の入力が容易に行えます。バーコードリーダーは市販品を使用可能です。

※ MKV-710、MKC-710 のみの機能です。

滴定結果Viewer プログラムを標準装備
滴定結果 Viewer プログラムは、KF-Winの滴定データを閲覧するためのプログラムです。結果表示だけでなく、再計算、再解析（シミュレーション）が可能です。ネットワーク経由で使用可能なため、Viewer プログラムをインストールすれば、滴定装置に接続しているパソコン以外からも滴定データにアクセスできるようになります。

45

SYSTEM CONFIGURATIONSPECIFICATIONS

構成仕様

項 目表示機能

測定画面

滴定曲線のリアルタイム表示、セルタイプ、セルチャンネル、サンプルNo.、Lot No.

パラメータ画面

メソッドパラメータ（滴定条件、計算式等）、
サンプルパラメータ（試料採取量、メソッドファイル名、Lot No.、試料名、試料定数等）

KEM
Key Code

ｶｰﾙﾌｨｯｼｬｰ水分計
用ｿﾌﾄｳｪｱKF-Win

KF-Win / カールフィッシャー水分計用ソフトウェア

※1

標準構成

内 容

形式 / 品名MKV-710/MKA-520/MKS-520/
MKA-510N/MKS-510N
カールフィッシャー水分計

ｷｰｺｰﾄﾞｶｰﾄﾞ

ADP-611
水分気化装置システム情報印字機能

カールフィッシャー水分計の接続状態を表示

測定結果、データリスト、メソッドパラメータ、サンプルパラメータなどの印字。複数の結果を1枚に印字することも可（4結果/枚、2結果/枚、１結果/枚）

RS-232C接続ケーブル(9P-9P)(2m)

※1

計算機能

各種測定における濃度計算及び任意の計算式が設定可能

測定データの記憶測定結果および測定条件をハードディスク等に記憶。記憶数は、ハードディスク容量に依存

データ処理
MKC-710/MKC-520/MKC-510N
カールフィッシャー水分計

CHK-501
多検体チェンジャ

統計計算

平均値、標準偏差、相対標準偏差

再計算

試料採取量、ブランク、定数、ファクター、試薬力価等

結果の転送

RS-232Cシリアルポート
CH1

CH9CH8

CH7

Word報告書作成、滴定データのCSV形式保存、ＭDB形式保存、外部コンピュータへの結果出力等を準備

CH6CH5

CH4CH3CH2

セキュリティ機能

ユーザーIDおよびパスワードによるユーザー認証/操作項目階層管理

操作手順表示機能

作業指示や試料採取量の入力など任意のメッセージや入力を順次画面上に表示します。

GLP/GMP支援機能

力価管理

力価校正時期の告知および校正結果履歴を管理

定期点検

標準物質による点検時期の告知および点検結果履歴を管理

操作履歴

KF-Winで操作した内容を履歴として記録します。

警報メッセージ

キー入力ミス、計算式入力ミスおよび動作異常時のエラーメッセージ等

接続可能機種 ※1

弊社 カールフィッシャー水分計 MKC-710/MKV-710/MKC-520/MKA-520/MKS-520/MKC-510N/

キーコードカード

MKA-510N/MKS-510N
電子天びん※ 1 510 シリーズにつきましては、既にサポートが終了（原則、製造より15年以上経過）している場合がございますので、装置銘板記
載の製造年月のご確認をお願いいたします。

KEM
Key Code

ｷｰｺｰﾄﾞｶｰﾄﾞ

必要システム ※2
RS-232C接続ケーブル(9P-9P)(2m)

項 目※1
MKV-710/MKA-520/MKS-520/
MKA-510N/MKS-510N
カールフィッシャー水分計

ADP-611
水分気化装置※1

MKC-710/MKC-520/MKC-510N
カールフィッシャー水分計

CHK-501
多検体チェンジャ内 容

オペレーティングシステム

Windows®10 Pro 64bit版 または Windows®11

メモリ

1GB以上のRAM

ハードディスク

40GB以上の空き容量

アプリケーションソフト

Adobe® Reader ® 9.0以上

ディスプレイ

1024×768以上表示可能なディスプレイ

ディスク装置CD-ROMドライブまたはDVD-ROM ドライブ

シリアルポート

RS-232C D-SUB(オス) 9ピンまたはUSBポート： 1 ポートが必要 ※3 ※4※2
※3

※1 MKV-710,MKC-710の場合、別途 接続ケーブル(MINIDIN8P-DSUB9PM)が必要※4

ER-PACK、ER-PACK LS 使用時の必要システムは、それぞれのカタログをご参照ください。
1) シリアルポートはカールフィッシャー水分計ごとに必要です。また、天びん、バーコードリーダー等をパソコン側に接続する場合も個別にシリアルポートが必要です。
2) RS-232C 増設ボード （オプション） を追加することにより、最大 4 台接続が可能です。ただし、PCI Express に 1 スロット以上の空きが必要です。
USB ポートを使用する場合は、USB シリアル変換器が必要となります。

標準構成品

6品 名個 数

1ＣＤ（KF-Winソフトウェア・取扱説明書）

1

2接続ケーブル（9P-9P）

1

2台目以降の装置を接続する場合、以下の部品が必要です。
・キーコードカード ※2・接続ケーブル(9P-9P)
・接続ケーブル(MINIDIN8P-DSUB9PM) (MKV-710,MKC-710の場合)

3

キーコードカード ※2

1

※2

4

インストールマニュアル

1

キーコードカードの発行には水分計の製造番号が必要になります。
既納品と組み合わせてご使用の場合は、接続する滴定装置の製造番号を必ずお知らせください。

7