SPECIFICATION SHEET
パネル型電磁誘導式濃度調節計

MBM−102A型

小型で軽量な電磁誘導測定方式のパネル取付け型濃度調節計（塩酸・硫酸・苛性ソーダなど）です。伝送出力
DC 4〜20mA（濃度に対し直線出力）と，2点調節（上下限警報）出力を装備し，電源はACフリー電源です。
検出器は，耐熱塩ビ（C−PVC）製，またはPFA製なので，ほとんどの薬品溶液に対し，優れた耐食性と耐熱性を有しています。詳細は，別冊の検出器スペックシートをご参照ください。

特長○ コンパクトDIN96サイズ

96×96（DIN規格），奥行：90mm，質量：約0.5kg，と小型軽量です。
○ 強腐食溶液濃度の測定

塩酸・硫酸や苛性ソーダなど，強酸・強アルカリ溶液の濃度（％）を広い範囲で精度よく測定できます。測定範囲と温度補償範囲は，個別のご要求仕様に応じて調整され，濃度測定値を直線出力（DC 4〜20mA）します。
○ 試料水温度を表示

試料水の温度を測定表示します。
○ 測定値補正

測定値を運転管理上の濃度値に補正できます。
○ 測定モードへの自動復帰

保守モードのまま2時間を経過すると，測定モードへ自動復帰します。
○ RS−232C出力（オプション）

RS−232C通信により，コンピューターへのデーター転送が可能です。

構

成

標準仕様
製品
名：パネル型電磁誘導式濃度調節計型
名：MBM−102A
測 定 項 目：塩化ナトリウム（NaCl）
塩酸（HCl）
硝酸（HNO3）
水酸化ナトリウム（NaOH）
硫酸（H2SO4）など
温度表示…−5.0〜120.0℃（表示のみ）
測 定 範 囲：各項目の測定範囲は製品コード表をご参照く
ださい。
（LCD）
表示：デジタル液晶（測定濃度種類による）温度補償範囲：標準20℃幅（リニア）
伝 送 出 力：溶液濃度に対応し直線出力
DC 4〜20ｍA，負荷抵抗 650Ω以下（H/L）
調節（警報）出力：回 路 数…2回路
接点出力…無電圧接点
接点容量…AC 250V 3A（抵抗負荷）または
DC 30V 3A（抵抗負荷）
アラーム表示…警報が発生すると表示

図
＜現検出器

場＞

＜現場盤 ／計器室＞
MBM-102A型
CONDUCTIVITY
mS/cm

LCD表示部

専用ケーブル5m（標準）

ST-BY
MEAS
CAL
SET

ALARM

OUT

RANGE
C.CON
DATA

伝送出力
DC 4〜20mA

DISP

受信計

ENT

ME−112T/H型
調節（警報）接点出力

ON・OFF
ME−62TTH型

ME−72T型

電源供給
AC 100〜240V

定格

DCS
記録計
調節計など

取 付 方 法：パネル取付け×90（D）mm
外 形 寸 法：96（W）×96（H）
パネルカット…92（W）×92（H）mm
質量：0.5kg
組合せ検出器：ME−100シリーズ，ME−6/7シリーズ
ケ ー ブ ル 長：標準 5 m
製作仕様お打ち合わせにより20mまで可能

その他の機能：スケールオーバー表示…液晶表示が点滅
電源：AC 90〜264V，50/60Hz
消 費 電 力：約10VA（結露なきこと）
周 囲 温・湿 度：−10〜50℃，90％RH以下
構
造：パネル取付，屋内設置
材
質：本体…アルミ
表示部および操作部…ポリエステルフィルム

結線

図
MBM−100A型
MBM−102A型
専用ケーブル 5m（最長 20m）

12345E＋70−719091

E

検出器（MEシリーズ）

伝送出力

DC 4〜20mA

電源供給
AC 90〜264V 50/60Hz

アース（C）30（NO）31（NC）32（C）33（NO）34（NC）35

取付パネル+0.892 092 0+0.8

単位：mm

電磁弁など

調節（警報）2 出力

パネルカット寸法図
90±5.5
968.5

CONDUCTIVITY
mS/cm

LCD表示部96

外形寸法図

調節（警報）1 出力

ST-BY
MEAS
CAL
SET

ALARM

OUT

RANGE
C.CON
DATA

DISP

入出力端子部
ENT端子カバー
操作パネルパネル枠
固定具ケース

製品コードMBM102AA−1−
B−1−
C−1−
D−1−
E−1−
F−1−

（食塩濃度計）（塩酸濃度計）（硝酸濃度計）（水酸化ナトリウム濃度計）（硫酸濃度計）（その他濃度計）
電源
AC 90〜264V 50/60Hz
伝送出力
DC 4〜20mA（リニア）DC 4〜20mA ＋ RS−232C
組合せ検出器セル定数2.6cm−1（ME−11Tシリーズ, ME−6□・7□シリーズ）
9.0cm−1（ME−＊＊＊H/Tシリーズ）
濃度計測定範囲

112
12〜

A

別表１

Y
温度補償範囲特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z〜A

別表２

Y
表記の形態
標準
英文
組合せ検出器なし＊1
同時製作

01AB

注. 伝送出力（4〜20mADC）
は，溶液濃度に対応して直線出力（リニア）ですので，MB−32型（ノンリニア）からの更新の場合は受信計の目盛変更等が必要となります。
＊1. 検出器と同時製作でない場合は，組合せ検出器のデーター（型式と製造番号等）を連絡願います。
測定対象
製品コード桁

別表１濃 04
度計 桁測定
範
囲

温 05
度 桁
補償
範
囲

塩酸濃度計

硝酸濃度計

水酸化ナトリウム濃度計

硫酸濃度計

その他濃度計MBM102AB−1−

MBM102AC−1−

MBM102AD−1−

MBM102AE−1−

MBM102AF−1−

A

0〜 5 ％ NaCl

0〜 5 ％ HCl

0〜 5 ％ HNO3

0〜 5 ％ NaOH

0〜 5 ％ H2SO4

B

0〜10 ％ NaCl

0〜10 ％ HCl

0〜10 ％ HNO3

0〜10 ％ NaOH

0〜10 ％ H2SO4

C

0〜20 ％ NaCl

0〜15 ％ HCl

0〜20 ％ HNO3

0〜15 ％ NaOH ＊2

0〜20 ％ H2SO4

D

0〜25 ％ NaCl

25〜35 ％ HCl

0〜25 ％ HNO3

20〜40 ％ NaOH ＊2

E

25〜40 ％ HCl

40〜80 ％ HNO3

F

30〜40 ％ HCl

60〜70 ％ HNO3

60〜80 ％ H2SO4

60〜80 ％ HNO3

93〜99.5 ％ H2SO4 ＊2GA
BCDEFGH
J
Y

0〜30 ％ H2SO4 ＊2
40〜80 ％ H2SO4HY

別表２

食塩濃度計
MBM102AA−1−

94〜99.5 ％ H2SO4 ＊2
その他のNaCl
0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定

その他のHCl
0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定 ＊7

その他のHNO30〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定 ＊7

その他のNaOH

その他のH2SO4＊4＊6

0〜 20℃
10〜 30℃
20〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定＊2. 温度補償範囲に制限がありますのでご注意願います。
＊3. 測定対象および測定範囲，単位を指定してください。
＊4. 測定範囲 0〜15％については，製作不可です。
＊5. 測定範囲 20〜40％については，製作不可です。
＊6. 測定範囲 0〜30％については，製作不可です。
＊7. 中間温度が70℃を越える場合は，事前に当社にお問い合わせください。

＊50〜 20℃
10〜 30℃ ＊620〜 40℃
30〜 50℃
40〜 60℃
50〜 70℃
60〜 80℃
70〜 90℃
80〜100℃
指定

指定 ＊3

指定

組合せ検出器一覧
MBM−102A型用の検出器は，小型軽量タイプのME−100シリーズ（セル定数：9.0/cm）と高感度型ME−6/7シリーズ（セル定数：2.6/cm）の 2 種類があります。詳細につきましては，別冊の「プロセス計器システムガイド」または「検出器スペックシート」をご参照ください。

高感度型 ME−6/7シリーズ（ケーブル一体型）

小型 ME−100シリーズ（使用ケーブル：EC−11 防水コネクター接続）タイプ︵ねじ 配込 管
み 挿取 入付 型
け︶
︵ 密閉
フラ タン
ン ク
ジ
取 挿入付
け 浸漬︶ 型ー︵ 流フ 液ラ 型
ン ・ジ ケ取合 スい 付︶ き

投げ込
み式形状

仕様形状仕様型名：ME−112□
接液材質：C−PVCPVDFPFAのいずれか接続ねじ：R 3／4
挿入部の長さ：123mm

型名：ME−11T
接液材質：PFA
接続ねじ：G3／4
挿入部の長さ：103mm
ケーブル長さ：5m

型名：ME−122□
接液材質：C−PVCPVDFPFAのいずれか接続フランジ規格：
50A JIS10K FF
フランジ下長さ：
96〜2000mm

型名：ME−72T
接液材質：PFA
接続フランジ規格：
100A JIS10K RF
フランジ下長さ：
500〜2000mm
ケーブル長さ：5m

型名：ME−142H
接液材質：C−PVC
ケースフランジ規格：
15A JIS10K FF

型名：ME−62T
接液材質：PFA
ケースフランジ規格：
25A JIS10K RF
ケーブル長さ：5m

型名：ME−111H
ケーブル直結型
接液材質：C−PVC
外径：φ30ケーブル長さ：5〜10m

型名：ME−11T
接液材質：PFA/PVC
質量：約1kg外径：φ60
ケーブル長さ：5〜20m

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2021年05月作成