CN113B

総合カタログ

西日本カスタマーサポート（京都）
東日本カスタマーサポート（仙台）

九州カスタマーサポート（北九州）
九州カスタマーサポート（福岡）

東日本カスタマーサポート（東京）
西日本カスタマーサポート（名古屋）
西日本カスタマーサポート（大阪）

KE M A N A LY Z E R S F U L L L I NE U P
安全にお使いいただくために●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
東 京 支 店
仙台営業所
大 阪 支 店
名古屋営業所
九 州 支 店
北九州営業所
本 社 ・ 工 場
第 二 工 場
第 三 工 場

〒162-0842〒983-0852〒540-0008〒460-0008〒812-0012〒804-0003〒601-8317〒601-8317〒601-8317

東京都新宿区市谷砂土原町2-7-1（03）5227-3151
仙台市宮城野区榴岡4-12-12（022）207-3800
大阪市中央区大手前1-7-31（06）6942-7373
名古屋市中区栄2-2-17（052）209-5862
福岡市博多区博多駅中央街4-8（092）473-4001
北九州市戸畑区中原新町1-2（093）861-2525
京都市南区吉祥院新田二の段町68（075）691-4121
京都市南区吉祥院新田二の段町56-2 （075）691-4122
京都市南区吉祥院新田二の段町74（075）691-4121

FAX（03）3268-5591
FAX（022）207-3802
FAX（06）6942-9898
FAX（052）209-5863
FAX（092）473-4003
FAX（093）861-2250
FAX（075）691-4127
FAX（075）691-9961
FAX（075）691-4127■修理・点検のお問い合わせは… 東日本カスタマーサポート（東京分析） （03）5227-3153
東日本カスタマーサポート（東京環境） （03）5227-3154
東日本カスタマーサポート（仙台） （022）207-3801
西日本カスタマーサポート（名古屋） （052）209-6875
西日本カスタマーサポート（京都） （075）691-4125
西日本カスタマーサポート（大阪） （06）6942-7474
九州カスタマーサポート（北九州） （093）861-2990
九 州 カ ス タ マ ー サ ポ ー ト （ 福 岡 ） （092）473-4002

FAX（03）3268-5592
FAX（03）3268-5592
FAX（022）207-3802
FAX（052）209-5863
FAX（075）691-9536
FAX（06）6942-9898
FAX（093）861-2250
FAX（092）473-4003

高精度・高機能のニーズに応えるKEMのフルラインアップ●製品の定格及びデザインは改善のため予告なく変更することがあります。

https://www.kem.kyoto

2304-53-CH

未 来をみ つ め て … 私 たちの 探 求 は 続く。

Laboratory Instruments

Environmental

ThermalMonitoring

Analysis

Systems

Instruments「分析機器の基本は検出技術・信号処理技術である」という企業理念のもと、
私たちは、独自の保有技術を用いて産業の発展や快適な生活環境づくりを支援するために確かな技 術 力と知 恵を培ってきました。
その蓄積は信頼される分析機器の開発・供給へと結びつき、分析機器の専門メーカーとしての評価を確 立してきました。
これからも私たちは、自由な発想と独自の視点で無限の可能性に挑戦し続けます。

C O N T E N T S

酒 類・清 涼 飲 料 分 析 計

品

名

熱伝導率計

en

ts

温熱環境測定装置

st

ru

m

その他の測 定 装 置形式

Q T M -7 10 / 7 0 0
T P S 2 5 0 0 S / 15 0 0 / 5 0 0 S / 5 0 0
W B G T- 3 0 1 / 3 0 2
サ ーマルマ ネ キン
放射率計

熱 流 セン サ

15
16
17
18

23
24

溶液の組成分析や水分測定及びts

21- 22

分析機器
水質の測定をはじめとする

en

19- 20

あらゆる液体分析

25- 2627- 28P
30
31- 3233- 34
35
36

In

Th

er

m

al

A

na

ly

si

s

熱計測機器

13- 14m

水銀測定装置E M S -10 0 0 S
M D -7 0 0
C H M -7 0 0
D A -15 5
A L M -15 5
C H A L-7 0 0
S D -7 0 0
G VA -7 10i B A S -7 10 0 / 7 0 0 0

11- 12

ru

粘度計

9- 10

st

屈折計/糖度計7- 8In

密 度比 重 計

5- 6ry

カールフィッシャー 水 分 計

A T-7 10
CHA-600
C H A -7 0 0
C H A -76 0 / 74 0
A P B - 610
A T- W i n
Tv i e w 6
S O F T- C A P
M K V-7 10
M K C -7 10
M K H -7 10 M
A D P - 611
CHK-501
A D P - 5 13
ADP-34 4
A D P - 5 12
A D P - 5 12 S
K F-WinM K V-7 10 D / M K C -7 10 D
ER-PACK L SDB/ L SCS
DA-860/850/840
AS-8030
D A -10 0
D A -13 0 N
CHD-502N/C/H
D C U - 5 5 1N / H
R A-620/600
R A -13 0
B X-1
B X-1S ( かんどクン )

P

to

La

bo

ra

to

ry

In

st

電 位 差自動 滴 定 装 置

式

ra

ru

m

en

ts

分析機器

型

bo

名

La

品

品

環境・排ガス

名

焼 却 施 設 及び産 業 廃 棄 物 処 理 施 設用分 析 装 置

38- 4141

環境水質分析装置

42

s

em

st

Sy

大気環境測定装置

M

on

ito

rin

g

En

vi

ro

nm

en

ta

l

測定器

P

3

4

In

st

ru

m

en

ts

電位差自動滴定装置

滴定をシンプルにry

長年培ったノウハウに、新しい発想をプラスしたrato滴定分野をリードする高性能マシンです。

Labo

En t滴定をシンプルに
r y m od el

AT- 710B

電位差自動 滴 定 装 置 AT-710 S e r ie s
酸度、塩分他さまざまな濃度分析に対応できる電位差自動滴定装置ATシリーズ。
最上位機種であるAT-710Mは業界最大クラスの8.4インチタッチパネル式

タッチパネルで快適操作

大型カラーLCDを搭載し、従来よりさらに操作性を向上させました。
また、最大4台の測定部（カールフィッシャー水分計MKV-710B/MKC-710B、

M id ran g e m od el

MKH-710/2ndも可)を接続して同時並行で測定を行え、省スペース化に貢献します。

AT-710 S

無線接続やLANにも対応しています。
さらに多検体チェンジャと組み合わせることにより大幅な省力化を実現します。

4chマルチと充実の拡張性

Flagship m odel

AT- 710M■主な仕様
AT-710M

項 目
滴 定 の 種 類

中和滴定/酸化還元滴定/沈殿滴定/光度滴定/分極滴定/電導度滴定

ビ ュ レ ット 精 度

吐出精度 0.02mL、再現性 0.01mL（20mLビュレット使用時）

拡性測定装置：AT-710B、MKV-710B/MKC-710B、MKH-710/2ndの何れか3台増設可源

AC100-240V 10% 50Hz/60Hz
本体：約30W、プリンタ部：約7W

張

電
消

費

電

力

外

形

寸

法

質

5

量

多検体チェンジャ：CHA-600、CHA-700、CHA-740、CHA-760

AT-710S

AT-710B

多検体チェンジャ：CHA-700
本体：約20W、プリンタ部：約7W

タッチパネルコントローラ部：225（W） 190（D） 42（H）mm
滴定ユニット部：141（W） 296（D） 367（H）mm（配管除く）、プリンタ部：106（W） 180（D） 88（H）mm
タッチパネルコントローラ部：約1.5kg
滴定ユニット部：約4kg、プリンタ部:約0.4kg

6

AT-710M/S、AT-Win対応

st

ru

m

en

ts

電位差自動滴定装置

to

ry

In

多検体チェンジャ

多検体チェンジャ

boチを使用しての滴定分析、定量注入ができます。また、電位差自動滴定装置ATシリーズの増設ビュレットとしても使用可能です。

La

CH A- 6 0 0

簡単な操作で高精度な溶液吐出が可能です。付属のボタンスイッra

CH A-7 0 0

電 動ビュレットA P B- 610
電位差自動滴定装置用の多検体サンプルチェンジャです。試料を

試料容器を並べておけば自動で測定してくれる便利な多検体サン並べておくだけで順次自動的に滴定します。試料前処理や電極洗

プルチェンジャです。ターンテーブル式ではなく、テーブル部が上浄方法など、さまざまな条件に合った設定が可能です。

下動しアームが試料容器まで移動する方式を採用しました。

■主な仕様

■主な仕様

項 目
検

体

CHA-600-12
数 12検体仕

項 目

CHA-600-18
18検体

検

体

数

11検体

試 料 容 器

電源・消費電力 AC100-120V/AC200-240V 50/60Hz 約50W

標準：250mLビーカ又は200mLビーカ
100mL
オプション：100mLディスポカップ、
ディスポカップ
50、100mLビーカ、
50mLビーカ
100mLトールビーカ

電源・消費電力

AC100-240V 10％ 50Hz/60Hz 約20W

外 形 寸 法365（W） 443（D） 315（H）mm

質

約8kg

質

量 約18kg

量仕

項 目
ビュレット容量

精度・最少表示50mLビュレット 0.05mL，
再現性 0.02mL 最少表示 0.0025mL
20mLビュレット 0.02mL，再現性 0.01mL 最少表示 0.001mL
10mLビュレット 0.015mL，再現性 0.005mL 最少表示 0.0005mL
5mLビュレット 0.01mL，
再現性 0.003mL 最少表示 0.00025mL
1mLビュレット 0.005mL，
再現性 0.001mL 最少表示 0.00005mL

電源・消費電力

AC100-120/200-240V 10% 50/60Hz 約20W

外 形 寸 法120（W） 363（D） 610
（H）mm

質

約5kg（ビュレットユニット含む）

量

SOFT

滴定装置用
ソフトウェア

AT-W in

AT-710M/S、AT-Win対応

滴 定 結 果 解 析ソフト

USBメモリまたはCFカードに保存した測定データを簡単にPCに取り込むことが可能になります。データの解析はもちろんのこと、
結果一覧、再解析、データ抽出、報告書（レポート）作成など、多種■対応機種

CH A-76 0 / 74 0容量法カールフィッシャー水分計

MKA-610電量法カールフィッシャー水分計

MKC-610

電 位 差 自 動 滴 定 装 置

AT-710B、AT-700、AT-610、AT-510

データ収集ソフト▲CHA-760な3軸駆動ロボットを採用し、また洗浄ユニットを装置に内蔵しているため、必要最小限の占有面積で最大検体数の試料に対応できます。AT-710M/AT-710Sの多彩な機能と、豊富なオプションを組み合わせることにより、より確実で利便性の高い連続測定を実現しています。

Tv ie w6の機能を備えています。

多検体チェンジャ

電位差自動滴定装置用の多検体サンプルチェンジャです。高性能様

標準：20mL褐色カバー付ガラスビュレット
オプション：50mL、ガラスビュレット
10mL、5mL、1mL褐色カバー付ガラスビュレット

様

6検体

標準：200mLビーカ又は
100mL
300mLトールビーカ
試 料 容 器
ディスポカップ
オプション：50、100mLビーカ、
又は50mLビーカ
又は200mL三角フラスコ
外 形 寸 法 520（W） 434（D） 509（H）mm

■主な仕様

項 目
検

体

京都電子工業製の種々の分析計とPCをUSBまたはRS-232Cで接続。各製品の測定結果を直接Microsoft®Excel®のワークブックに取▲CH A- 740■主な仕様
CHA-760数

試 料 容 器

47検体

CHA-74024検体

標準：250mLビーカ又は200mLビーカ又は200mL
ディスポカップ
オプション：200mLトールビーカ又は100mLビーカ又は100mLディスポカップ

電源・消費電力

DC24V 5A（本体）AC100-240V 10％ 50Hz/60Hz（AC アダプタ） 約120W

外 形 寸 法1,005（W） 760（D）
540（H）mm805（W） 660（D）
540（H）mm

質

約55kg

約46kg

量

S OF T- C A P

り込むことができます。
それぞれの測定結果のデータ整理や編集が可▲滴定の一例

能です。

パラメータ設定・滴定制御及びデータ解析をパーソナルコンピュー■対応機種

タ上で行うことができます。電位差自動滴定装置をPCから設定、制密御するためのソフトウェアです。最大４台の滴定装置を接続でき、同

酒 類 用 振 動 式 密 度 計

ALM-155、DA-155

容量法カールフィッシャー水分計

MKV-710M,S,B,D、MKA-610

電量法カールフィッシャー水分計

MKC-710M,S,B,D、MKC-610

ハイブリッドカールフィッシャー水分計

MKH-710M、MKH-700

電 位 差 自 動 滴 定 装 置

AT-710M,S,B、AT-700、AT-610、AT-510

屈計

RA-620、RA-600

計

QTM-710、QTM-700、QTM-500

時並行測定も可能です。AT-Winを使用することで、滴定装置単体ではできない様々な機能が付加され、より便利にご使用頂けるように
なります。

熱

度

比

重

折
伝

導

率

計

ガ ス ボ リュ ー ム 測 定 装 置

DA-650、DA-645、DA-640、DA-100

GVA-700、GVA-710

Microsoft、
およびExcelは、
米国Microsoft corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

7

8

In

st

ru

m

en

ts

カールフィッシャー水分計
rato

微量水分測定においてbo

En t滴定をシンプルに
r y m od elLa

もっとも信頼性の高い測定法です。

水分測定をシンプルに

ry

力一ルフィッシャー法は、

MKV- 710B

容量滴定方式 MK V-710 S e r ie s

タッチパネルで快適操作

M id ran g e m od el

カールフィッシャー法による水分測定はJIS・日本薬局方など多くの公定法に採用され、MK V-710 S

最も信頼できる方式として広く使用されています。
容量滴定法のカールフィッシャー水分計は測定範囲が広く、液体や固体などさまざまなタイプの試料に適応できます。
最上位機種であるMKV-710Mは最大4台の測定部（電位差自動滴定装置AT-710B、カールフィッシャー水分計MKC-710B、MKH-710/2ndも可)を接続して同時並行で測定を行え、省スペース化に貢献します。
また、無線接続にも対応しており操作部と測定部を切り離すことによりドラフトチャンバーを完全に閉めて測定することが可能になり、有機溶媒雰囲気下にとどまる時間を格段に軽減できます。

4c hマルチと充 実の拡 張 性Flags hip model

MKV-7 1 0 M■主な仕様
MKV-710M

項 目
測

定

方

式

カールフィッシャー容量滴定法

測

定

範

囲

1）水分量：0.1〜500mgH₂O（カールフィッシャー試薬に依存） 2）水分濃度：1ppm〜100%H₂O

ビ ュ レ ット 精 度
表

示

拡

機

張

電
消
外

質

9

MKV-710S

費
形

電
寸

能

容量：10mL、吐出精度 0.015mL、再現性 0.005mL
1）8.4インチ カラー液晶ディスプレイ800 600ドット 2）8ヶ国語対応
3）4ch表示性測定装置：AT-710B、MKV-710B/MKC-710B、MKH-710/2ndの何れか3台増設可源

AC100-240V 10% 50Hz/60Hz

力法

量MKV-710B

1）LCD

2）6ヵ国語対応

3）1ch表示

水分気化装置：ADP-611
本体：約30W、プリンタ部：約7W

本体：約20W、プリンタ部：約7W

タッチパネルコントローラ部：225（W） 190（D） 42（H）
mm
滴定ユニット部：141（W） 292（D） 367（H）mm（配管除く）、
スターラー部：107（W） 206（D） 322（H）mm
試薬給排液部：240（W） 140（D） 400（H）mm（配管除く）、プリンタ部：106（W） 180（D） 88（H）mm
タッチパネルコントローラ部：約1.5kg
滴定ユニット部：約4kg、スターラー部：約2kg、試薬給排液部：約0.6kg、プリンタ部:約0.4kg

10カールフィッシャー水分計

m

en

ts

電量 滴 定 方 式 MKC-710 S e r ie sstru

電量滴定法のカールフィッシャー水分計は微量(ppm)水分の測定に特化した測定法です。

In最上位機種であるMKC-710Mは最大4台の測定部（電位差自動滴定装置AT-710B、

ry

カールフィッシャー水分計MKV-710B、MKH-710/2ndも可)を接続して同時並行で

to測定を行え、省スペース化に貢献します。

bora

主に液体試料は直接投入、固体試料は水分気化装置を使用します。

世界初のオリジナル機能として「ハイブリッド滴定」による高速で高精度な測定、La

多検体チェンジャとの接続も可能です。

「電解力価測定」による純水を使わない力価測定など、便利な機能を搭載しました。
オリジナル機能『電解力価測定』をご使用頂くことで、ボタン1つで全自動にて力価測定がFlagship model

ハイブリッドカールフィッシャー
水分計

M K C- 71 0 M

MK H-710 M

4 c hマルチと充実の拡 張 性

タッチパネルで快適操作

水 分 測 定をシンプルにMidrange m odel

Ent r y m odel

MKC-710S

MKC-710B可能なため、従来の容量法で必要であった「純水」「 秤量作業」「 測定作業」が省けます。

※MKH-710/2nd : 増設用タッチパネル無しのモデルもあります。

■主な仕様

■主な仕様
MKC-710M

項 目
測

定

方

式

カールフィッシャー電量滴定法（2液セルまたは1液セル）

測

定

範

囲

水分量：1μg〜300mgH₂O、臭素量：8μg〜300mg（表示分解能：0.1μg）

測

定

精

度

1mgH₂O測定時：相対標準偏差0.3%以下（n=10）※弊社規定の標準液、測定条件による

表

示

機

能

拡

張

性

電

1）8.4インチ カラー液晶ディスプレイ800 600ドット 2）8ヶ国語対応
3）4ch表示

本体：約30W、プリンタ部：約7W

電

力

外

形

寸

法

量

1）LCD

方

式

電量滴定法

容量滴定法

ハイブリッド法

1）水分量：0.1〜500mgH₂O（カールフィッシャー試薬力価に依存）
2）水分濃度：1ppm〜100%H₂O

水分量：1μg〜500mgH₂O（表示分解能：0.1μg）

ビュレット容量：10mL、吐出精度 0.15mL、再現性 0.005mL

10mgH₂O測定時：相対標準偏差0.3%以下(n=10)※弊社規定の標準液、測定条件による

測

定

範

囲

測

定

精

度

1mgH₂O測定時：相対標準偏差0.3%以下（n=10）※弊社規定の標準液、測定条件による

表

示

機

能

1）8.4インチ カラー液晶ディスプレイ 800 600ドット 2）4ヶ国語対応

性測定装置：AT-710B、MKV-710B/MKC-710B、MKH-710/2ndの何れか3台増設可
水分気化装置：ADP-611、多検体チェンジャCHK-501

源

AC100-240V 10％ 50Hz/60Hz

拡本体：約20W、プリンタ部：約7W

様

水分量：1μg〜300mgH₂O
臭素量：8μg〜300mg（表示分解能：0.1μg）

張電

タッチパネルコントローラ部：225（W） 190（D） 42（H）mm

消滴定ユニット部：141（W） 292（D） 244（H）mm、
スターラー部：107（W） 206（D） 340（H）mm
試薬給排液部：240（W） 140（D） 405（H）mm（配管除く）、プリンタ部：106（W） 180（D） 88（H）mm

外滴定ユニット部：約3kg、スターラー部：約2kg、試薬給排液部：約0.6kg、プリンタ部:約0.4kg

定2）6ヵ国語対応

3）1ch表示タッチパネルコントローラ部：約1.5kg

仕

項 目
測

水分気化装置：ADP-611、多検体チェンジャ：CHK-501
AC100-240V 10% 50Hz/60Hz

費

MKC-710B

測定装置：AT-710B、MKV-710B/MKC-710B、MKH-710/2ndの何れか3台増設可

源

消

質

11

MKC-710S

質

費
形

電
寸

3）4ch表示力

本体：約50W、プリンタ部：約7W

法

タッチパネルコントローラ部：225（W） 190（D） 42（H）mm、測定ユニット部：141（W） 292（D） 377（H）mm（配管除く）、
スターラー部：107（W） 206（D） 364（H）mm、試薬給排液部：240（W） 140（D） 400（H）mm（配管除く）、プリンタ部：106（W） 180（D） 88（H）
mm

量

タッチパネルコントローラ部：約1.5kg、測定ユニット部：約4kg、スターラー部：約2kg、試薬給排液部：約0.6kg、プリンタ部：約0.4kg
ハイブリッドカールフィッシャー水分計は、当社の登録商標です。

12

In
ry
to

A DP-513ra

A DP- 611bo

油用水分気 化装置

La

水分気 化 装 置

st

ru

m

en

ts

カールフィッシャー水分計

カールフィッシャー水分計の測定フラスコに直接投入できない固潤滑油、グリース、タール製品、塗料、その他粘ちょう性液体の水

体試料を加熱することで水分気化させます。気化した水蒸気を水分測定に使用します。

鉱 石用
水分気化装置

高 温用
水分気化装置A DP-512

A DP-512 S

分計の測定フラスコでバブリングし水分測定をします。
■主な仕様項※窒素ガスを使用する際は、レギュレータが別途必要です。

目

仕

様

■主な仕様
項

※窒素ガスを使用する際は、レギュレータが別途必要です。

仕

目

様

加 熱 方 式

透明導電性発熱ガラスによる加熱

加 熱 方 式

底面よりカートリッジヒータによる加熱

加熱温度範囲50〜300℃（最小設定1℃）

加熱温度範囲室温〜200℃（最小設定1℃）電
源
消 費 電 力AC100-120V 50/60Hz 約300W
AC200-240Vは工場出荷時対応

電
源
消 費 電 力AC100-120V 10% 50/60Hz 約400W
AC200-240Vは工場出荷時対応

外 形 寸 法370
（W） 195（D） 217（H）mm

外 形 寸 法320（W） 210（D） 330（H）mm

質約5kg/約7kg（AC220-240V時）

質

約6kg

量

量

MKH-710、KF-Win対応

多検体チェンジャ

A DP-3 4 4CHK-5 01

13

仕

目

様

加 熱 方 式

高温炉：カンタルヒータによる加熱
低温炉：ポジスタによる加熱

加熱温度範囲高温炉：50〜1,000℃（最小設定1℃）
低温炉：50〜130℃（最小設定1℃）電
源
消 費 電 力AC100-120V 50/60Hz 約600W
AC200-240Vは工場出荷時対応

外 形 寸 法1150（W） 340（D） 345（H）mm

質

約30kg

量

■主な仕様
項

目

※窒素ガスを使用する際は、レギュレータが別途必要です。

仕様

加 熱 方 式 カンタルヒータによる加熱
加熱温度範囲 高温炉：50〜1,000℃（最小設定1℃）
電源 AC100-120V 50/60Hz 約600W
消 費 電 力 AC200-240Vは工場出荷時対応
外 形 寸 法 835（W） 340（D） 345（H）mm
質

量 約18kg

容量滴定方式カールフィッシャー水分計の滴定フラスコを加熱して溶剤中の試料水分を抽出する装置で、チョコレート・キャラメル■主な仕様

及び糖類の水分測定に使用します。

※窒素ガスを使用する際は、レギュレータが別途必要です。

■主な仕様

様

仕

測定検体数

24検体

項

試 料 び ん

20mLバイアルびん

加 熱 方 式

マントルヒータによる加熱

加 熱 温 度

設定範囲：室温〜300℃

電源・消費電力

AC100-120/220-240V 10％ 50/60Hz

外 形 寸 法質量

※窒素ガスを使用する際は、レギュレータが別途必要です。

K F-W in

設定でき、異なる種類の試料を一度にセットできます。

仕

■主な仕様

カールフィッシャー
水分計用ソフトウェアです。24検体の試料を連続測定できます。検体ごとに加熱温度を目

1000℃まで加熱でき、化合水などが測定できます。

量方法」に準拠しています。

SOFT

電量滴定方式カールフィッシャー水分計用多検体水分気化装置

項

化合水を過熱気化する装置です。
「 JIS M8211 鉄鉱石-化合水定

項

糖 類用水 分加 熱 抽出装 置

MKC-710M/S/D、鉄鉱石、マンガン鉱石、粘土その他無機化合物中の付着水および目

様

加熱温度範囲室温〜60℃（最小設定目盛2℃）

電源・消費電力

AC100V 10% 50/60Hz 約55W

452（W） 400（D） 362（H）mm

外 形 寸 法100（W） 150（D） 133（H）mm

約20kg

質

約1.8kg約100W

量パラメータ設定・滴定制御及びデータ解析をパーソナルコンピュータ上で行うことができます。カールフィッシ
ャー水分計をPCから設定、制御するためのソフトウェアです。最大4台の水分計を接続でき、同時並行測定も可能です。KF-Winを使用することで、水分計単体ではできない様々な機能が付加され、より便利にご使用頂けるようになります。
14

カールフィッシャー水分計
データ
インテグリティ対 応
支援機 能 搭 載

データ
インテグリティ対 応
支援機能搭載MK V-710 D

MK C-710 D■主な仕様
MKV-710D

項 目
測
測

定

方

定

拡

範
張

MKC-710D

式

カールフィッシャー容量滴定法

カールフィッシャー電量滴定法

囲１）水分量：0.1〜500mg（カールフィッシャー試薬力価に依存）
２)水分濃度：1ppm〜100％

１）水分量：1㎍〜300mg（カールフィッシャー試薬に依存）
２）臭素量：8㎍〜300mg

性測定装置：MKV-710B/MKC-710Bの何れか1台増設可
水分気化装置：ADP-611

水分気化装置：ADP-611、多検体チェンジャ：CHK-501

DI対応支援機能

・アクセス制限：
担当者名とパスワードによる認証・権限管理：
担当者毎に編集制限などの権限設定
・監査証跡(Audit Trail)：
自動的に操作履歴を記録
・電子承認、電子署名：
ワークフローによる電子承認、電子署名
・バックアップ/リストア/アーカイブ：任意周期での自動バックアップ
・データ容量：
メイン画面のアイコンで残量を常時確認

電AC100-240V 10% 50Hz/60Hz

消

源
費

電

力

本体：約30W、プリンタ部：約7W
タッチパネルコントローラ部：225（W） 190（D） 42（H）mm

外

形

寸

法

GMP(製造管理および品質管理の基準)に基づいたデータの完全性（Data Integrity）対応を支援するため開発されたカールフィッシャー水分計です。

パソコン不要無線接続対応質量

滴定ユニット部：141（W） 292（D） 367（H）mm（配管除く）、
スターラー部：107（W） 206（D） 322（H）mm
試薬給排液部：240（W） 140（D） 400（H）mm（配管除く）、プリンタ部：106（W） 180（D） 88（H）
mm

滴定ユニット部：141（W） 292（D） 244（H）mm（配管除く）、
スターラー部：107（W） 206（D） 340（H）mm
試薬給排液部：240（W） 140（D） 405（H）mm（配管除く）、プリンタ部：106（W） 180（D） 88（H）mm

タッチパネルコントローラ部：約1.5kg
滴定ユニット部：約4kg、スターラー部：約2kg、試薬給排液部：約0.6kg、プリンタ部:約0.4kg

滴定ユニット部：約3kg、スターラー部：約2kg、試薬給排液部：約0.6kg、プリンタ部:約0.4kg

2台同時測定AT-Win/KF-Winを1997年8月米国食品・医薬品局（FDA）
より発行された
電子記録に関する規制（FDA 21CFR Part11）に対して対応を支援するため
監査証跡 Audit Trail

SOFT

「誰が」
「いつ」
「 何を」
したかの操作履歴を自動的に記録します。
また、変更操作をした場合は、必ず「理由」の入力を要求します。
記録の追跡は、「 誰が」「いつ」「 何を」の項目から検索できます。

アクセス制限
担当者名とパスワードで認証し、ログオンし

アクセス
制限

権限管理

ます。ログオン担当者は常に1 人で、ログオ

権限管理
担当者毎に各種機能の編集や設定等に対する権限の有無を設定します。運用に適した5

フ、ログオンで切り替えます。担当者は100

種類の権限レベルに加えて、任意に権限レベ

監査証跡名まで登録でき、担当者毎に担当者名とパス

E R-PA CK
L S DB / L S C S

データベース管理ソフト（LabSolutions DB/LabSolutions CS）を合わせてインストールしたパーソナルコンピュータと測定装置を組み合わせる
ことにより、FDA 21CFR Part11支援機能を実現します。
ネットワーク機能としてクライアント/サーバーのLANにも対応しており、サーバーでユーザーログインに関する情報を一括管理することができます。
（株）島津製作所LC/GCのネットワークに接続することもできます。
（ER-PACK LSCSのみ）

LabSolutionsは、株式会社島津製作所の登録商標です。

ルを設定することもできます。

Audit Trail

ワードを登録します。

電子記録/電子署名（E R /E S )対応
支援ソフトウェア

開発したパーソナルコンピュータ用ソフトウェアです。

※2ch接続時もログオン担当者は1人です。
また、測定中はログオフできません。

電子承認・電子署名

電子承認
電子署名

電 子 承 認のワークフローは、確 認 → 照 査 →バックアップ
リストア
アーカイブ

署名の経緯は履歴で確認できます。

LIMS対応測定結果を装置内部に保存せず、LIMSシステムへ出力するモードを備えています。国内外の主なシステムとの接続実績があります。
※システムとの接続に関しては、最寄りの弊社支店、営業所へ
お問合せください。

15

データを外付けハードディスクやUSBメモリにバックアップできます。任意の周期で自動承認と否認、未確認の5段階です。承認操作の電子署名には、パスワード入力が必須で、バックアップ・リストア・アーカイブ

バックアップでき、バックアップした装 置にデータをリストアできます。また、アーカイブ
ではデータを移動できます。
※ 外 付 けハードディスク、U S B メモリは 、別 途ご
準備ください。

▲ログイン画面▲権限グループ作成

16

In

st

ru

m

en

ts

密度比重計
ry

振動式密度比重計測法は、微量のサンプルで食品などのあらゆる分野で1978年に京都電子工業が国産初の振動式密度計「DA-101B」を発売以来、これまで全5世代にわたり振動式密度計を開発してきました。

使われています。

La

液体の工業製品の品質管理、医薬品、

bo

ra

to

迅速な測定ができる優れた方法です。

老舗メーカーとしての伝統と技術を受け継いだ「信頼性」と、市場のニーズに合わせた「利便性」と「効率性」を融合し、第6世代機「DA-800シリーズ」
として生まれ変わりました。

オートサンプ ラー◆特長①DI対応支援機能を標準搭載

AS-8030②マルチチャンネルで、同時測定が可能

試料を並べて置くだけで連続的に30検体自動測定する
密度比重計のオートサンプラーです。
お客様の試料に合わせたサンプリング方式（圧送／吸引）を選択いただけます。

③操作部が分離でき、遠隔操作が可能④カメラ搭載で、測定セルの視認性UP

密 度比 重 計

DA- 8 6 0 / 8 5 0 / 8 4 0（粘度補正機能付き）

◆特長

■主な仕様

①加圧サンプリングにより気泡の発生を抑制

項 目
測

定

測
測

定
定

DA-860（6桁表示）
方
範

温

度

ISO5725に
基づく値

範

確

囲

0〜3g/cm³④高価な試料に有効なサンプルバック機能搭載

囲

0〜100℃
1 10-⁶g/cm³

5 10-⁶g/cm³

3 10-⁶g/cm³

1 10-⁵g/cm³

さ

2 10-⁶g/cm³

1.0g/cm³付近
1.5g/cm³付近

温度

精

拡

張

電
外
質

17

5 10-⁵g/cm³

5 10-⁶g/cm³
2 10-⁵g/cm³

4 10-⁵g/cm³

1.0g/cm³付近
1.5g/cm³付近

5 10-⁵g/cm³
5 10-⁵g/cm³
1 10-⁴g/cm³

5 10-⁵g/cm³
1 10-⁴g/cm³

源

・
形

消

精

確

さ

但し、
この精確さは、JCSS校正事業者である当社が、振動式密度計のJCSS校正を密度標準液で行った際の校正における不確かさの評価より算出したものです。
サンプル付近の標準液でファクター校正を行った場合は、より良い精確さになります。
当社は、JCSS認定校正証明書付の密度標準液を供給しております。
●当社は、ISO/IEC 17025：2017に適合しています。
●この証明書は、
ILAC（国際試験所認定協力機構）
及びAPAC（アジア太平洋認定協力機構）のMRA（相互承認）に加盟している
IAJapanに認定された校正機関によって発行されています。
この校正結果はILAC/APACのMRAを通じて、国際的に受け入れ可能です。

確 さ

費
寸

電

0.02℃
（10〜30℃）

0.03℃（10〜30℃）

0.05℃（0〜90℃）

0.05℃（0〜90℃）■主な仕様
項 目

但し、空気・純水によってファクター校正を行った場合の精確さになります。

密度
不確かさ
評価に
基づく値

②密度計本体との一体化による省スペース設計③さまざまなサンプリングや洗浄方法が選択可能

再現精度
精

DA-840（4桁表示）

固有振動周期測定方式

繰返し精度（当社規定による測定条件）

DA-850（5桁表示）

式

0.05℃
（0〜90℃）性1）
オートサンプラー：AS-8030 2）多検体チェンジャ：CHD-502 3）
オートサンプリングユニット：DCU-551
4）
バーコードリーダー：サンプル名、測定条件など自動入力可能 5）
パソコン用ソフト：SOFT-CAP（データキャプチャ用）

力

AC100-240V 50/60Hz 約40W（最大120W 最小20W）

法

295（W） 330（D） 255（H）
ｍｍ

量

約19kg

検

体

仕
数

30検体（20mlバイアル瓶）

必 要 試 料 量※

10mL

試 料 採 取 方 式※

圧送/吸引

試 料 排 液 方 式１）圧送による試料排液
２）試料戻し機構により試料瓶へ戻す※

電 源・消 費 電 力

AC100-240V 50/60Hz 約45W

外法300（W） 600（D） 500（H）mm

量

約27kg

質

形

寸

様

※フローユニットによる

18

ry
to

DA-13 0 N

raDA-10 0

bo

ポータブル
密度比重計

La

密度比重計

In

st

ru

m

en

ts

密度比重計

試料を並べて置くだけで連続的に30検体自動測定する密度比重計用のサンプ
ルチェンジャです。サンプリングに圧送方式を採用しているため、高粘度試料に多検体チェンジャも対応可能です。測定用途に合わせて常温、高温、低温の3タイプをご用意して

CHD-5 0 2 N / C / H

■主な仕様

います。
項 目

標準タイプN

冷却タイプC

加熱タイプH

検体数（瓶容量） 30検体
（20mLバイアル瓶）
必 要 試 料 量 10mL

高い信頼性の振動式密度比重計の低コストモデルです。

片手でサンプリング･測定･保存が可能なポータブルタイプの振動

15〜40℃の恒温機能を内蔵しており、安定した高精度測定が可式密度比重計です。
どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保能です。

存可能です。

■主な仕様

■主な仕様

項 目

仕

様

項 目

仕

測

定

方

式

固有振動周期測定方式

測

定

方

式

固有振動周期測定方式

測

定

範

囲

0〜3g/cm³

測

定

範

囲

0〜2g/cm³

15〜40℃

測定温度範囲

測定温度範囲正

さ

密度： 0.001g/cm³

性

ＳＤ：0.0005g/cm³

繰

外 部 入 出 力

RS-232C（ 1ch）
:プリンタ、PC

外 部 入 出 力

IrDA（ 1ch）:プリンタ（IDP）、PC

電 源・消 費 電 力

AC100-240V 50/60Hz 約30W

電 源・消 費 電 力

単4 ２（アルカリ乾電池）

外法

275（W） 350（D） 165（H）mm

外法

65（W） 115（D） 235（H）mm

量

約6kg

質

量

約360g

確
返

形

し

寸

質

◆JCSS認定密 度 標 準 液

返

形

し

寸

■対応機種：DA-860/850/840（N,Hのみ）、
DA-650/645/640、RA-620/600(Nのみ)

温度： 0.5℃

密度： 0.001g/cm³
ＳＤ：0.0005g/cm³

繰

温度： 0.5℃

確

さ
性

正

4℃〜室温

室温〜80℃

加熱冷却方式 −循環恒温水槽

電気ヒータ

試料採取方式 圧送

様

0〜40℃

設 定 温 度 −試料排液方式

1）圧送による試料排液
2）試料戻し機構により試料瓶へ戻す

試料戻し機構により試料瓶へ戻す電源・消費電力

AC100-120V/200-240V 10%
50/60Hz 約40W

AC100-120V/200-240V 10%
50/60Hz 約380W

外 形 寸 法582（W） 445（D） 610（W） 455（D） 610（W） 455（D）
500（H）mm
392（H）mm
392（H）mm

質

約17kg

量

約24kg

約29kg

オート
クリーン＆
サンプリングユニット

JCSS認定の密度標準液は、振動式密度比重計の校正の品質を保証するために使用されます。
振動式密度比重計は極めて感度が高い密度センサとして、アルコール類、石油、石油化学、種々

DCU-5 51N / H■主な仕様の化学製品、飲料、食品、医薬品など多くの分野で使用されています。

項 目

標準タイプN

加熱タイプH

検体数（瓶容量） 1検体（20mLバイアル瓶）

密度標準液

密

度

拡張不確かさ

容量

密度標準液

密

度

拡張不確かさ容量

イソオクタン

0.691**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

5%エタノール

0.991**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

設 定 温 度 ー

室温〜80℃

加熱冷却方式 ー

電気ヒータ

純水

0.998**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

10%エタノール

0.985**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

ジクロロトルエン

1.249**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

15%エタノール

0.980**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

試 料 採 取 方 式 圧送

ブロモベンゼン1.494**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

20%エタノール

0.975**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

粘度液 5

0.80***g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

25%エタノール

0.970**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³20mL

試料排液方式

1）圧送による試料排液
試料戻し機構により試料瓶へ戻す
2）試料戻し機構により試料瓶へ戻す

粘度液 500.84***g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

30%エタノール

0.964**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

電源・消費電力

粘度液 100

0.85**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

35%エタノール

0.958**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

AC100-120V/200-240V
50/60Hz 約40W

粘度液 200

0.86**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

40%エタノール

0.951**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

粘度液 500

0.87**g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL

50%エタノール

0.933**g/cm³（at 15℃）

0.00003 g/cm³

20mL

粘度液 2000

0.88***g/cm³（at 20℃）

0.00003 g/cm³

10mL「拡張不確かさ」
は、測定結果に付随する多くの誤差要因により、測定値の信頼性がどの程度あるかを示す値です。包含係数k=2とした場合、その信頼率は、
ほぼ95%に相当します。

19

必 要 試 料 量 10mL■対応機種：DA-860/850/840、DA-650/645/640、RA-620/600(Nのみ)

AC100-120V/200-240V
50/60Hz 約190Wmm
外 形 寸 法 291（W） 310（D） 342（H）

本体：
400（W） 350（D） 450（H）mm
電源ユニット：100（W） 310（D） 180（H）mm

質

本体部：約17kg
電源ユニット部：約3.2kg

量 約10kg

20

In

st

ru

m

en

ts

屈折計/糖度計

ポータブル糖度計

ry

屈折計は、全反射光量の高度なデータ処理を行うことで

rato

再現性の良い正確な測定を実現しています。

BX-1

bo

糖度計は、果実・加工食品の糖度、La調味料などのBrixを測定し食品管理に欠かせません。

ポータブル屈折計

製菓専用
ポータブル糖度計

R A-13 0■コンパクト設計／従来モデルの1/2以下の設置面積を実現（A4サイズ以下）

BX-1S■臨界角イメージモード搭載／アッベ式屈折計の境界線イメージを画面上に再現。
乱反射している試料の時には、画面上の境界線イメージが不明瞭になるので、測定結果の信頼性を視覚的に把握することができます。

（かんどクン）■4.7型カラータッチパネル採用／情報量が豊富な「ノーマルモード」。大きな表示で見易い「シンプルモード」を選択可能。
■揮発防止ふた標準装備／揮発性の高い試料でも安定して測定することが可能です。
どこでも簡単に測定できるポータブルタイプの屈折計です。
サンプリング方法は、試料を「滴下」または、試料に「浸漬」の2通り

・ＢＸ-1は分解能0.1%のオールラウンドモデルです。

■主な仕様

・ＢＸ-1Ｓは業界の声をもとに生まれたモデルです。

項 目
測

屈折計

R A- 6 2 0 /6 0 0

定

方

仕
式

項 目

光屈折臨界角検出方式
飲料、果実類、
はちみつ・ジャム、他

測

nD:1.3200〜1.5000/Brix:0.0〜85.0%

定

範

囲

測 定 温 度 範 囲

10〜40℃正

さnD: 0.0005/Brix: 0.2%

確
返

し

性

nD: 0.0003/Brix: 0.2%源

単4 ２
（アルカリ乾電池）形

寸法

60（W） 200（D） 20（H）mm

量

約200ｇ

電
外
質

項 目
方

RA-600RA-620式

光屈折臨界角検出方式

測 定 対 象 物

飲料、果実類、
はちみつ・ジャム、石油、油脂、切削油、香料、医薬品、他

測

nD:1.32000〜1.58000/Brix:0.00〜100.00%

nD:1.3200〜1.7000/Brix:0.0〜100.0%

測 定 温 度 範 囲

5〜75℃（下限値は室温-12℃）

5〜100℃（下限値は室温-12℃）

正さ

nD： 0.00002/Brix： 0.014%（0〜85％）

nD: 0.0001/Brix: 0.1%

性

nD: 0.00001/Brix: 0.007％（<5％） 0.01％（ 5%）

nD: 0.0001/Brix: 0.1%

繰

定

範
確

返

し

囲

電 源・消 費 電 力

AC100-240V 50/60Hz 20W（ACアダプタ使用）

外法

192（W） 281（D） 166（H）mm

量

約5kg

質

形

寸

定

範

ＢＸ-1
囲

ＢＸ-1S

Brix 0〜85％

温 度 補 償 範 囲

10〜75℃

分

解

能

0.1%

1%

正

確

さ

Brix 0.2%

Brix 1%

防 塵・防 水 の 等 級

IEC529・IP65

電源

単4 2（アルカリ乾電池）

法

45（W） 32
（D） 153（H）mm

量

約100g
（本体のみ）

外形

寸

屈折率標準液は、デジタル屈折計の信頼性評価に使用されます。
デジタル屈折計は測定操作が非常に簡単なうえ、試料の濃度や成分などを分析できることから食品、化学、油脂、医薬品など、広い分野で使用されています。

屈折率(nD at 20℃)

拡張不確かさ(k=2)nD

容量

Brix換算屈折率標準液nD/Brix％/nD at20℃

拡張不確かさ(k=2)nD/Brix％

純水

1.332990.00001

10mL

5 Brix溶液

1.340**nD / 5.** Brix

0.00002nD
10mL（0.013Brix％相当）

イソオクタン

1.391**

0.00002

10mL

10 Brix溶液

1.347**nD / 10.** Brix

0.00002nD
10mL（0.013Brix％相当）

シクロヘキサン1.426**

0.00002

10mL

20 Brix溶液

1.363**nD / 20.** Brix

0.00002nD
10mL（0.013Brix％相当）

トルエン

1.497**

0.00002

10mL

30 Brix溶液

1.381**nD / 30.** Brix

0.00002nD
10mL（0.013Brix％相当）

2,4-ジクロロトルエン

1.546**

0.00002

10mL

40 Brix溶液

1.399**nD / 40.** Brix

0.00002nD
10mL（0.013Brix％相当）

1-ブロモナフタレン

1.658**

0.00002

10mL

50 Brix溶液

1.420**nD / 50.** Brix

0.00002nD
10mL（0.013Brix％相当）

屈折率標準液定測質◆JC S S 認定屈折率標準液

測

■主な仕様

様

測 定 対 象 物

繰

■主な仕様 オプションとして、多検体チェンジャCHD-502Nおよびオートクリーン＆サンプリングユニットDCU-551が接続可能です。

いつでもどこでも手軽に使えるポータブル糖度計です。

をシーンに合わせて選べます。

容量「不確かさ」
は、測定結果に付随する多くの誤差要因により、測定値の信頼性がどの程度あるかを示す値です。包含係数ｋ=2とした場合、その信頼率は、
ほぼ95％に相当します。

21

22

粘度計

水銀測定装置EMS粘度計は、これまであきらめていた

排ガス中、水中、一般環境大気中の粘度測定を可能にします。密閉容器を用いた水銀を測定する装置の開発から、接液部は全て使い捨て可能。従来法では

環境監視分野への測定が困難・面倒な試料の測定に取り組みを行っています。

最適な粘度計です。

水銀 測定装置用
サンプルチェンジャ

水銀測定装置
世界初の新機能として「非接触で測定する粘度計」を実現しました。

MD-7 0 0

磁場の力を利用して試料容器の外部から遠隔操作で試料中の球状プローブにトルクを与えます。
これにより、試料を完全に装置から切り離すことに成功しました。

CHM-7 0 0

EMS粘度計E M S -10 0 0 S▲CH M- 700▲MD - 700

液体、気体試料中の水銀を公定法（標準測定法）に準拠して測定できる水銀専用測定装置です。前処理を施した試料分解溶液を還元■主な仕様

容器にセット後、設定した測定条件により還元剤の分注、通気を行
仕

項 目
測

定

方

式

粘度測定範囲正繰

し0.1〜1,000mPa・s（球状プローブφ1.5mm ※オプション）
0.1〜100,000mPa・s（球状プローブφ2mm）
10〜1,000,000mPa・s（球状プローブφ4.7mm）
100〜1,000,000mPa・s（Tiプローブφ5mm ※オプション）

さ

10％以内
（※当社規定の条件による）性

RSD3％以内（※当社規定の条件による）

い冷蒸気原子吸光法により測定します。また大気試料の測定では水銀捕集管とエアポンプを用いサンプリングを行い、水銀捕集管に捕集された水銀を加熱により離脱させ検出部に導入する、水銀捕■MD-700主な仕様■CHM-700主な仕様

項 目
測

定

電

装置本体：AC100V 50/60Hz
制御用PC：AC100-240V 50/60Hz（ACアダプタ）

試
消

費

外

形

消

費

電

力

装置本体：約150W（最大消費電力：約360W）
制御用PC：約20W

外

形

寸

法

356（W） 347（D） 335（H）
mm

量

約24kg

度に最大80検体を自動測定することができ、測定作業の大幅な省力化が図れます。

0〜200℃（※10℃以下に設定する場合は環境温度を20℃以下で使用）
0~50℃(少量容器使用）

源

サンプルチェンジャでは、水銀測定装置を接続することにより、一集管-加熱気化法により測定します。

温度設定範囲質23

確
返

電磁スピニング法
Electro Magnetically Spinning Method（略称EMS法）

様

範

囲

様

量

液体：5、20、100、250mL源

AC100-240 5% 50Hz/60Hz

電

力

約80W
（内蔵水銀捕集ユニット付約180W）

寸

法

220
（W） 456（D） 396（H）mm（配管除く）

量

約15kg

料

電

質

仕
液体：0.5ppt※（2.5pg/5mL）〜
200ppb（1,000ng/5ｍL）、
気体：0.01ng〜1,000ng

仕

項 目
試

料

検

容
体

電

様

器

試験管（5mL）

試験管（20mL）
オプション
30検体

数

80検体

源

AC100-240V 10％ 50Hz/60Hz（AC アダプタ）

消

費

電

力

約20W

外

形

寸

法

250（W） 360（D） 470（H）mm

量

約8kg

質

※一定の環境条件が必要です

24

ru

m

en

ts

酒類・清涼飲料分析計

Inry

業界標準の地位を確立した製品群の数々。

to

顧客との共同研究が生み出しst

酒類用
振動式密度計bora

A L M-15 5

答えはいつも現場にあります。

La

OIML20℃測定専用

S D 式 迅速アルコール測 定キット
アルコール測定（20℃測定）専用測定装置です。前処 理後の試料をサンプリングし、ワンタッチで測定できます。操作も非常に簡
単で、どなたでも高精度なアルコール測定をすることが可能です。

SDKシステムS D-7 0 0

■主な仕様
項 目
測

酒類用
振動式密度計

定

測
測

定

方

定

範

温

度

正

D A-15 5

仕

範

確

繰

返

し

式

固有振動周期測定方式

囲

アルコール度 0.00〜100.00vol%0.69937〜1.24887g/cm3
密度
比重（20/20）0.70000〜1.25000

囲

20℃固定

さ

アルコール度
密度
比重性

酒類用振動式密度計 DA-155

様

0.10vol%
0.0001g/cm3
0.00010アルコール度 ＳＤ：0.05vol%密度ＳＤ：0.00005g/cm3
比重ＳＤ：0.00005

清酒・酒母・もろみなど酒類のアルコール濃度を測定する装置です。

■主な仕様
項 目

水蒸気蒸留装置・電子天秤・PC・専用ソフトで構成されており、振動式密度計を組み合わせて使用します。前処理（DIST-800水蒸気蒸留装置）により、試料中のエタノールを分離し、得られた留液（エタノール、水）の密度から、
アルコール濃度を算出します。

仕

様

装

置

構

成

DIST-800 水蒸気蒸留装置
FZ-500i電子天秤
PC（専用ソフト含む）

測

定

項

目

アルコール度・日本酒度・エキス分（※日本酒度・エキス分は、国税庁所定分析法の清酒、合成清酒に相当します）

使用可能アルコールテーブル

OIML/AOACユーザー切り替え

電 源 ・ 消 費 電 力

AC100-240V 10％ 50/60Hz 約30W

測

定

範

囲

0〜30vol%外法

270（W） 402（D） 163（H）
mm

量

約10kg

繰

返

し

性

0.03vol％SD程度（繰返し性は、お酒の種類により異なります）

形

寸

質

サ ン プ ル 量

最少30ｍL〜標準50ｍL

対 象 とな る 酒 類

清酒・酒母・もろみ・リキュール・果実酒・焼酎・
みりん・スピリッツ 等

酒 類 以 外 の対 象 試 料

しょうゆ・みそ・たれ・ドレッシング・
除菌用アルコール製品 等

国税庁所定分析法に振動式密度計法が採用！！
日本酒や焼酎造りに欠かすことのできないアルコール度や日本酒

SDKシステム用
多検体オートサンプラ

度を少量の試料で測定します。測定はボタンを1回押すだけで、試料の温調も自動で行います。測定者による誤差もありません。
■主な仕様
項 目
定

方

式

固有振動周期測定方式

測

定

範

囲

酒精度（15/15℃）
0〜100vol%日本酒度（15/4℃） -30〜+30
重ボーメ度（15/4℃） 3〜28
比重
0.7〜1.25

測定温度範囲

15℃固定

正

さ

酒精度（15/15℃）
日本酒度（15/4℃）
重ボーメ度（15/4℃）
比重
温度

性

酒精度（15/15℃） ＳＤ：0.05vol%日本酒度（15/4℃） ＳＤ：0.1
重ボーメ度（15/4℃） ＳＤ：0.05
比重
ＳＤ：0.00005

確

返

し

CH A L-7 0 0

様

測

繰

0.10vol%
0.30
0.10
0.000100.1℃

多検体オートサンプラ CHAL-700

ることで、蒸留によるアルコール測定を全自動化できます。
■主な仕様
仕

項 目
検

外

法

270
（W） 402（D） 163
（H）
mm

外

量

約10kg

質

寸

＋

SDKシステム用の多検体オートサンプラです。本製品を組み合わせ

電 源・消 費 電 力形

SDKシステム

全自動SDKシステム

AC100-120V 50/60Hz 約30W

質

25

仕

体
形

寸

様

数

20検体（サンプル量：最少30mL〜標準50ｍL）

法

620（W） 510（D） 650（H）
mm

量

約24kg

接続例
26

La

bo

ra

to

ry

In

st

ru

m

en

ts

酒類・清涼飲料分析計

ガスボリューム
測定 装 置G VA-710

炭酸・非炭酸飲料
統合分析システム

炭酸飲料水等の容器詰め工程の品質管理に必要なガスボリューム/ガス内圧とエアコンテント及び酸素濃度、缶内圧力を自動測定する装置です。
試料容器を試料台にセットするだけで、以降の開栓、スニフト、連続回転による振とう、
試料ガスのアルカリ水溶液への導入、炭酸ガスの溶解動作、■炭酸飲料統合分析システム iBAS-7100

■主な仕様
仕

項 目
測

定

項

目

炭酸飲料のガスボリューム/ガス内圧
炭酸飲料のエアコンテント及び酸素濃度
非炭酸飲料の缶内圧力

測

定

範

囲

圧力：0.010〜0.500MPaG
温度：0〜50℃

度※
残留気体量：測定値に対して 2％（5mL以上30mL以下の場合）※：測定値に対して 0.1mL（0mL以上5mL以内の場合）
酸素濃度： 0.2vol%（オプション対応）

測

定

精

仕

項 目

▲GVA-700

様

主な仕様

定

対

象

炭酸飲料

定

項

目

ガスボリューム、
エアコンテント、pH、Brix、
酸度

囲

圧力：9.8kPa〜0.490MPa
残留気体量：0〜30mL
酸素濃度：0〜21%
pH：0〜10
Brix：0.00〜15.00%

範使用可能容器缶、瓶、
ペットボトル

必要寸法

約3,000(W) 約750(D) 約570〜1,000(H)mm

供

給

電

源

AC100-240V、50/60Hz

供 給 空 気 圧

また、
どなたでも！ 抵抗感なく！ 高精度な結果を！ 長期維持管理も安心！

■非炭酸飲料統合分析システム iBAS-7000

様

測

定

オペレーターの拘束時間を極限まで解消することを目的として開発されました。

システムは、炭酸用、非炭酸用の2機種をラインアップしております。

測

測『ガスボリューム』、『エアコンテント』、『 Brix』、『 酸度』など、複数の分析に係るなどを開発キーワードに、お客様の現場から生まれた画期的なシステムです。

iB A S -710 0 /7000

これらすべてを自動で行います。

飲料統合分析システムは、飲料の品質管理項目の中で代表的な計装空気：圧力0.490〜0.686MPa

仕

項 目

主な仕様
様

測

定

対

象

茶系飲料

測

定

項

目

Brix、pH、
タンニン濃度、色調、濁度、容器内酸素量、
内容量

囲

Brix：密度 0.00〜15.00% 屈折 0.00〜 2.00%
pH：0.000〜10.000
タンニン（540nm）：0〜2Abs
色調（420nm）：0〜2Abs
濁度（660nm）：0〜2Abs
溶存酸素濃度（DO）：0.00〜10.0mg/L
上皿電子天びん：0.01〜2,200.00g
残留気体量（TGAS）：0〜30mL：0〜21%
酸素濃度（O2）測定範

使用可能容器ペットボトル

電 源・消 費 電 力

AC100V-240V 10％ 50/60Hz 約40W

必

要

寸

法

約4,130(W) 約750(D) 約570〜1,000(H)mm

外法

495（W） 555（D） 570（H）
mm

供

給

電

源

AC100-240V、50/60Hz

量

約38kg

供 給 空 気 圧

質形

寸

計装空気：圧力0.490〜0.686MPa※当社指定の標準ガス測定による

27

28

st

ru

m

en

ts

熱伝導率計
s

In

短い測定時間と、試料の非破壊測定をlysi

重視して開発された

Th

er

m

al

A

na

信頼性の高い熱伝導率計です。

迅速熱伝導率計Q T M-710 /700■熱線プローブ法の場合の仕様
項 目

熱計測機器

ts

多種多様な

en

物質の熱伝導率や熱流など

プローブ接続数

3ch

シ ート状 試料測定機能

対応（QTM-710）/非対応（QTM-700）

電

AC100-240V 10%
50/60Hz（ACアダブタ）

源

外 形 寸 法262（W） 276（D） 158
（H）mm

質

約4kg

量

適 合 規 格ru

あらゆる熱物性値の測定

st■測定対象試料

In
s
si
ly

CEマーキング（EN61326-1,EN61010-1）、
RoHS指令に適合

フィルム、シート、板状など、薄い均質試料の熱伝導率が簡便に算出できます。

SOFT

均質な材料に適用します。
プラスチック、
ゴム、
セラミック、紙、布、木等の材料であって、
フィルム、
シート、
テープ、板状の均質とみなせる薄い物質。

シート状
試料測定機能■測定範囲
0.03〜5W/(m K)■試料サイズ寸
法：100 50mm以上
厚さの目安：0.1W/(m K)→0.1mm以上
5W/(m K)→5mm以上

Th

er

m

al

A

na

様

熱線法

m

高温域から低温域までの仕

測 定 方 式

◆主要オプション▲ドットマトリクスプリンタIDP-100

29

▲粉体容器

▲絶縁防湿型プローブ PD-13N▲高温対応型プローブPD-31N

30

In

st

ru

m

en

ts

熱伝導率計

最上位機種であるTPS 2500 S、建築材料、断熱材等測定用のTPS 1500、
品質管理用途のTPS 500 S、エントリーモデルの

si
ly
na
al
m

様々な性状・形状の試料の測定ができます。

A

さらにオプションソフトを使用することにより、薄板状の試料（スラブ）、積層材、複合材など

er

T P S 2 5 0 0 S / 15 0 0 /500 S/500

直接測定できる絶対法の測定装置です。
これらの測定値から単位体積当たりの比熱容量を算出できます。

Th

ホットディスク法
熱物性測定装置s

ホットディスク法熱物性測定装置は、固体から液体の熱伝導率および熱拡散率を

TPS 500がラインアップされています。

ISO 22007-2準拠
TPS 2500 SおよびTPS 1500のみ▲TP S 1 5 0 0▲T PS 2500 S◀測定部▲TP S 5 0 0▲T PS 500 S◆特長

1.高熱伝導率の測定

5.ワイドな測定レンジ

今まで高価なレーザーフラッシュ法でしか測定できなかった金属、各種サイズのセンサを用いることにより熱伝導率は0.005W/mK

合金、セラミックスなどの高熱伝導率材料の熱伝導率を簡単に測（断熱材など）から500W/mK程度（金属など）まで測定できます。

定できます。

（TPS 2500 S使用時）

2.熱拡散率の測定

6.ワイドな測定温度域

熱伝導率と同時に熱物性値の1つである熱拡散率を測定し、さら豊富なセンサ群により種々の温度域での測定ができます。

に単位体積あたりの比熱容量を算出することができます。

7.豊富なオプション測定モジュール

3.絶対値測定

異方性、スラブ、
うす膜および比熱容量などの測定モジュールがあ

厳密な非定常面熱源法の理論に基づき、熱伝導率と熱拡散率の

ります。

■主な仕様
項 目
型

式

測定の再現性は

熱伝導率：2％以内
熱拡散率：5％以内(TPS 2500 S/1500使用時）

31

TPS 2500 S様

TPS 1500

TPS 500 S

測

定

方

式

非定常面熱源法に基づく過渡的平面熱源法（ホットディスク法）

測

定

項

目

熱伝導率、熱拡散率、単位体積当たりの比熱容量（比熱容量は熱伝導率、熱拡散率から算出）

TPS 500

標準等方性
1-dimension
片面測定
比熱専用ホルダなし比熱測定

標準等方性
1-dimension
片面測定
比熱専用ホルダなし比熱測定

標準等方性
1-dimension、
片面測定
比熱専用ホルダなし比熱測定
スラブ測定

標準等方性
片面測定

熱伝導率

0.005〜500W/（m K）

0.001〜50W/（m K）

0.03〜100W/（m K）

0.03〜100W/（m K）

熱拡散率

0.1〜100mm2/s

0.1〜20mm2/s

0.02〜40mm2/s

0.02〜40mm2/s

比熱容量

最大5MJ/（m K）

最大5MJ/（m K）

0.1〜4.5MJ/（m K）

0.1〜4.5MJ/（m3 K）

熱伝導率

RSD2%以内

RSD2%以内

RSD2%以内

RSD2%以内

熱拡散率

RSD5%以内

RSD5%以内

RSD10%以内

RSD10%以内

測 定 温 度 範 囲-20〜750℃-20〜750℃-100℃〜300℃-100〜200℃

寸 法（ 本 体 の み ）約470（W） 490（D）
330（H）mm

約470（W） 490（D）
290
（H）
mm

約470（W） 490（D）
190（H）mm

約470（W） 490（D）
190（H）mm

質 量（ 本 体 の み ）

約27kg

約27kg

約15kg

約15kg

標準測定モジュール

測定範囲

絶対値を測定します。
4.高精度

仕

繰返し性

電

3

3

3

源

AC100-240V 50/60Hz

32

st

ru

m

en

ts

温熱環境測定装置sIn

京都電子工業の熱測定技術は、

lysi

快適性の追及、熱ストレスの評価、

na

生体観察など、熱中症予防のための指標、WBGT（湿球黒球温度）を測定できます。
持ち運びに便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGTを測定できます。
標準付属の三脚用アタッチメントを使用すれば簡易な定置測定も可能です。
301/302は、測定値メモリ、有線通信機能及びアラーム機能を搭載。
301plus/302plusは、
さらに無線通信機能を搭載した高機能モデル。
スポーツ一般用の301/301plusと産業衛生用の302/302plusがあります。

JIS B 7922
クラス1.5
適 合 品

Th

er

m

al

A

広い分野で貢献しています。

熱中症指標計W BG T-3 01pl us /3 0 2pl us
s ig f o x ®
無線通信機能モデル「熱中症指標計WBGT-301plus/ 302plus」に標準搭載の無線通信機能は、測定データをクラウドに自動送信します。
WebサイトのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続された
さまざまな端末（パソコン、スマートフォン等）
から閲覧が可能です。
WBGT計本体と通信ユニットが一体となったことで、より手軽に本格的な
熱中症予防に取り組んでいただけます。

※別途通信契約が必要です

熱中症指標計W BG T-3 01/ 3 0 2▲WBGT-301plus▲WBGT-302▲WBGT-301

APP

W EBアプリ▲WBGT-302plus

パソコン画面イメージ■主な仕様
WBGT-301

項 目
使

用

対

象

精

度

区

分

保

護

等

測定範囲

精度範囲
自然通風環境下（0.3〜3m/sec）

スポーツ・学校・一般級

IP65相当
0〜50℃

気

0〜50℃

相対湿度

10〜90％RH

黒球温度

0〜60℃

WBGT値

1.5℃
（15〜40℃）気

0.6℃（20〜50℃）

温

相対湿度

3.0％RH（30〜90％RH）

黒球温度

0.6℃
（20〜60℃）

sigfox®無線通信機能
有

線

メ

モ

信

・どこにいてもWBGT値を閲覧可能

推奨ブラウザ：Google Chrome

スマートフォン画面イメージ・グラフでWBGT値の傾向を把握

〇

機

能

最新30,000データ様

USB接続（USB通信/RS通信）/UART接続電

源

単4 2（アルカリ乾電池）
またはUSBポートにより給電

質

量約230g（乾電池含む）

仕・複数のWBGT計を一括管理

0〜80℃

〇

信

産業衛生

で閲覧可能なWEBアプリです。

能リ

WBGT-302plus

スマートフォンやタブレット、
パソコンなど機

通通WBGT-302

クラス1.5WBGT値
温WBGT-301plus

〇

〇
〇

〇

※出荷時の性能をもとにIP65相当としています。
なお、液体による損傷は保証の対象になりません。

33

34

温 熱 環 境 測 定 装置

サーマル
マネキンシステム

サーマル
マネキン

その他の測定装置

人間の温熱特性を再現できる温熱ダミーが、サーマルマネキンです。

集光用コレクタ表面やガラスコーティング材料など、

人間の環境の中で最も重要な温熱環境を定量的に、あらゆる固体表面の放射率を測定、デジタル表示し更に個人差なしに把握することができます。

ます。試料形状は、
φ60mm以上あれば測定可能で、測定時間は約15秒と非常に短時間です。
■主な仕様
項 目

放射率計

検出器部(AE)

測定波長領域

3〜30μm

リニアリティー

出力は 0.01放射率単位で比例

検出器温度

約80℃

耐

性

約100℃

源

AC100V熱電

項 目

D& S A E R D

メーター部（RD）

測 定 精 度

指示値に対して0.3％+1digit

温度依存性

指示値に対して0.03％/℃

外 形 寸 法80（W） 152（D） 51（H）mm

質

量

370ｇ
（検出器部込）電源

9Ｖ 1（乾電池）

測定目的 、測定対象に応じた

熱流センサ■長年にわたる開発・技術の蓄積により、さまざまな熱流センサが用意されています。

◆応用分野
1）建築物内の空調設備の評価
2）車両・船舶・航空機内の空調評価
3）衣服の保温性の測定
4）スポーツウェアの研究
5）冷暖房などの人間への影響解析
6）高温、低温環境など、被験者実験が困難な環境での実験

35

型 式

概 要

常用熱流範囲常用温度範囲炉壁に磁石で固定する耐久性の優れた高温用熱流センサです。

350〜17,000W/m²

70〜500℃

T500B-20-B（K500B-20） 表面形高熱流用センサφ20限定された小面積表面の熱流を測定する高温用熱流センサです。 350〜17,000W/m²

70〜500℃

T750-B（K750）

埋設形高熱流用センサ

炉材・保温材中に埋設し、その中を貫流する熱流を測定します。

580〜58,000W/m²

200〜750℃

TR2-B（KR2）汎用低熱流用センサ

12〜3,500W/m²-40〜150℃

TR6-B（KR6）汎用低熱流用センサ

12〜3,500W/m²-40〜150℃

12〜3,500W/m²-40〜150℃

T500B-B（K500B）

TM1-B
（KM1）

品 名
表面形高熱流用センサ

低熱流用センサ

断熱材や保温材などの表面に貼付ける低熱流センサです。
生体や小型機械部品などの表面の熱流を測定する
小型低熱流センサです。

（）
内は、他社製ロガー用の型式です。

36

En

vi

ro

nm

en

ta

lM

on

ito

rin

g

Sy

st

em

s

焼却施設及び
産業廃棄物
処理施設用
分析装置

■主な仕様

排ガス中
塩化水素濃度計
HCI

環境・

項 目
測

測

HL-3 6 N S

排ガス測 定 器s

排ガス中の塩 化 水 素

範

式HCl：イオン電極連続分析法
O₂：磁気式（オプション）囲

HCl：0〜50/0〜100/
0〜200/0〜250/0〜500/
0〜1,000ppmのうち任意の1レンジ
O₂：0〜25vol%（オプション）

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V/890-1,970VA（加熱導管長により異なる）

伝

送

出

力

DC4〜20mA

外

形

寸

法

本体部：900（W） 537（Ｄ） 1,750（Ｈ）
mm
プローブ部：300（W） 210（Ｄ）（挿入部含まず） 402（Ｈ）mm

量

本体部：220kg
プローブ部：14kg

質

em

定

方

様

st

ダスト等の濃 度

定仕Sy

大 気ガス中の塩 化水 素ring

ふっ化 水 素の濃 度

En

vi

ro

nm

en

ta

lM

on

ito

環 境 水 質の測 定

レーザガス分 析 計
H C（
l + H 2 O ）、O 2

■主な仕様
項 目
測
測

定
定

方
範

仕

様

式

単一スペクトル吸収分光法

囲※

HCl：最小 0〜50ppm/最大 0〜2000ppm
H2O：0〜40vol%O2：0〜25vol%測定可能距離※0.5〜10m

応答時間（T 10-90 ）2秒以下

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V 最大325VA

伝

送

出

力

DC4〜20mA 2ch

外

形

寸

法

発光器ユニット：288（W）x338（D）x188（H）mm
受光器ユニット：288（W） 388（D） 188（H）mm
パージユニット：500（W） 200（D） 400（H）mm

量

発光器ユニット：約8kg
受光器ユニット：約8kg
パージユニット：約18kg

質

K L A-1(※測定対象及び測定範囲、試料ガス条件等により異なります)37

38

焼 却 施 設 及び産 業 廃 棄 物 処理 施 設用分 析 装 置

排ガス中
水銀濃度計
Hg

排ガス中水 分・
塩化水素濃度計
HCl -H₂O

排ガス中
一酸化炭素濃度計
CO-O₂

排ガス中
一 酸 化 炭 素 濃度計
CO-O₂

HG-3 7 N

DHL-3 6 N

C O-3 9C O-3 6 -11H

■主な仕様

■主な仕様

項 目

仕

項 目

様

測 定 方 式

Hg：還元気化紫外線吸光光度法

測 定 範 囲Hg：0〜50/0〜100/0〜200/0〜250/0〜500/
0〜1,000μg/m³のうち任意の1レンジ

AC100V 10V/1,410-3,300VA
電源・消費電力（加熱導管長により異なる）
伝 送 出 力DC4〜20mA

外 形 寸 法本体部：900（W） 537（D） 1,750（H）mm
プローブ部：270（Ｗ） 242（Ｄ）（挿入部含まず） 415（H）mm

質

量

仕

測 定 方 式

HCl：イオン電極連続分析法
H₂O：キャパシタンス測定法
O₂：磁気式（オプション）

測 定 範 囲HCl：0〜50/0〜100/0〜200/0〜250/0〜500/
0〜1,000ppmのうち任意の1レンジ
H₂O：0〜40vol%O₂：0〜25vol%（オプション）

電源・消費電力

AC100V 10V/1,540-2,620VA（加熱導管長により異なる）

伝 送 出 力DC4〜20mA

質

量▲

H D-37

HD-3 7/
K D-3 7 C
▲KD-37C

■主な仕様
項 目

仕

測 定 範 囲0〜10/0〜100/0〜1,000mg/m³のうち任意の1レンジ

電源・消費電力

AC100V 10V/500VA

電源・消費電力

HD-37：AC100V 10V/360VA
KD-37C：AC100V 10V/10VA

伝 送 出 力DC4〜20mA

外 形 寸 法質HD-37プローブ部：16kg
KD-37Cプローブ部：1.3kg
KD-37C制御部：1.5kg

測 定 範 囲CO：0〜200/0〜1,000ppmのうち任意の1レンジ
O₂：0〜25vol%

電源・消費電力

AC100V 15V/800-1,500VA（加熱導管長により異なる）

電源・消費電力

AC100V 10V/600VA

伝 送 出 力DC4〜20mA

伝 送 出 力DC4〜20mA

外 形 寸 法本体部：710（W） 450（Ｄ） 1,652（Ｈ）mm

外 形 寸 法本体部：620（W） 435（Ｄ） 1,770（Ｈ）mm
プローブ部：250（W） 170（Ｄ）（挿入部含まず） 275（Ｈ）mm

質

本体部：130kg

質

本体部：180kg
プローブ部：15kg

様0〜2/0〜5/0〜10/0〜20/0〜50/0〜100/0〜200/
0〜500mg/m³のうち任意の1レンジ

量

CO：0〜200/0〜1,000ppmのうち任意の1レンジ
O₂：0〜10/0〜25vol%の２レンジ

量

量

NH-3 6 N

測 定 範 囲HD-37プローブ部：300（Ｗ） 210（Ｄ） 442（Ｈ）mm
KD-37Cプローブ部：80（Ｗ） 145（Ｄ） 119（Ｈ）mm
KD-37C制御部：144（W） 179（Ｄ） 144（Ｈ）mm

測 定 範 囲HF-3 6 N

近赤外光散乱方式

外 形 寸 法測 定 方 式

HD-2 6 N

項 目様

測 定 方 式

■主な仕様

量

仕
CO：非分散赤外線吸収法
O₂：磁気式

排ガス中
アンモニア濃度計
NH₃

測 定 方 式

DC4〜20mA

項 目

CO：非分散赤外線吸収法
O₂：磁気式

排ガス中
ふっ化 水 素 濃 度 計
HF

摩擦電荷式

伝 送 出 力

様

排ガス中
ばいじん計
ダスト

■主な仕様

様

仕

本体部：330kg
プローブ部：14kg

測 定 方 式

質

39

仕

■主な仕様

項 目

様

本体部：1,200（W） 537（D） 1,750（H）mm
外 形 寸 法 プローブ部：300（W） 210（D）（挿入部含まず） 402（H）mm

本体部：200kg
プローブ部：21kg

ばいじん計
ダスト

■主な仕様

■主な仕様

項 目

仕

測 定 方 式測 定 範 囲HF：0〜5/0〜10/0〜50mg/m のうち任意の1レンジ
O₂：0〜25vol%(オプション)

350（W） 250（Ｄ）（挿入部含まず） 596（Ｈ）
mm

電源・消費電力

33kg

AC100V 10V/1,090-2,170VA（加熱導管長により異なる）

伝 送 出 力DC4〜20mA

外 形 寸 法本体部：900（W） 537（D） 1,750（H）mm
プローブ部：300（W） 210（D）（挿入部含まず） 402（H）
mm

質

本体部：220kg
プローブ部：14kg

量

項 目

様

HF：イオン電極連続分析法
O₂：磁気式(オプション)

仕様

測 定 方 式NH₃：イオン電極連続分析法
O₂：磁気式（オプション）

測 定 範 囲NH₃：0〜50/0〜100/0〜200/0〜250/0〜500ppmのうち任意の1レンジ
O₂：0〜25vol%（オプション）

電源・消費電力

AC100V 10V/1490-2570VA（加熱導管長により異なる）

伝 送 出 力DC4〜20mA

外 形 寸 法本体部：900（W） 537（D） 1,750（H）mm
プローブ部：270（W） 250（D）（挿入部含まず） 355（H）mm

質

本体部：220kg
プローブ部：18kg

3

量

40

環境水質分析装置

大気環境
測定装置

斎場用
一酸化炭素濃度計
CO-O ₂

C O-3 7

全りん/全窒素自動測定装置WPA-1000は、公定法に則した

大気中
塩化水素
自動 計 測 器
■主な仕様
仕

項 目
測

定

方

式

CO：定電位電解方式
O₂：ガルバニ電池方式

測

定

範

囲

CO：0〜1,000ppm
O₂：0〜25vol%

測定精度と長期安定性、そして誰でも簡単に操作できる“取り扱い易さ” にコンセプトを置いた自動測定装置です。
KEMの豊富なプロセス稼動計器の技術を「WPA-1000」に集約し、水質総量規制での自動測定装置として

HL- 4 8様

安心してお使いいただけます。

水質総量規制用

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V/50VA

伝

送

出

力

DC4〜20mA

外

形

寸

法

本体部：400（W） 230（Ｄ） 500（Ｈ）mm
プローブフランジ：JIS5K 25A 外径95mm厚み10mm

量

本体部：15kg
プローブフランジ：2kg

質

測定フローにより手分析値との高い相関はもちろんのこと、

全りん/ 全 窒 素
自動 測 定 装 置

■主な仕様
仕

項 目
測

定

方

式

双イオン電極法

測

定

範

囲

0〜0.05ppm

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V/700VA記

様

W PA-10 0 0

計180mm幅のチャートに計測値を記録

伝

送

出

力

DC0〜1V外形

寸法

本体部：500（Ｗ） 450（Ｄ） 1,735（Ｈ）mm

量

120kg

録

質

斎場用
ジルコニア式
酸素濃度計
O₂

大気中
ふっ素 化 合 物
自動 計 測 器

O Z-3 8 N

HF- 4 8
■主な仕様
■主な仕様
仕

項 目

仕

項 目

様

測

定

方

式

全窒素：紫外線吸光光度法
全りん：モリブデン青吸光光度法

測

定

範

囲

それぞれ以下の範囲から選択可能
全窒素：0〜2から0〜2,500mgN/L
全りん：0〜0.5から0〜500mgP/L

測

定

方

式

ジルコニア式

測

定

方

式

双イオン電極法

測

定

範

囲

O₂：0〜25vol%

測

定

範

囲

0〜2/0〜5ppbのうち任意の1レンジ

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V/300VA

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V/700VA

電 源・消 費 電 力

AC100V 10V/700VA

伝

力

DC4〜20mA

記

計

180mm幅のチャートに計測値を記録

プ

リ

ン

タ

58mm幅のチャート紙に計測値を印字（オプション）

法

コントロールユニット：215（W） 100（D） 292（H）mm
取付フランジ：JIS5K 40A 外径120mm厚み12mm

伝

送

出

力

DC0〜1V伝送出力

DC4〜20mA

量コントロールユニット：2.5kg

外

形

寸

法

本体部：500（Ｗ） 450（Ｄ） 1,735（Ｈ）mm

外

形

寸

法

700（W） 500（D） 1,600
（H）
ｍｍ

量

120kg

質

量

180kg

外
質

41

様

仕

項 目

■主な仕様

送
形

出
寸

質

録

様

42