SU-300
糖分析計

単糖類、2糖類、糖アルコールを 簡単
分析簡単な前処理で同時測定できる
糖濃度分析計です！
糖類分析法の一般的な方法としてはクロマトグラフィーがあり、特定保健用食品試験検査などにも採用されている信頼性の高い方法です。
SU-300は、その特長を生かしつつ、誰にでも簡単に糖類の測定ができる分析計です。
検出には、電気化学検出法を採用しており、糖類を選択的に検出することができます。
サンプル中の共存成分の影響を受けにくい測定法ですので、測定試料は、固形物や脂質の除去、希釈など簡単な前処理を行うのみで、分析計に注入することができます。

特長
5項目の糖類とエタノール、または、7項目の糖アルコールを同時分析
イオンクロマトグラフィーの採用で、糖類の同時測定ができます。
「糖モード」では、単糖類、2糖類と同時にエタノールも測定できます。
アルコールが糖と分離して出るため、酒類などのアルコールと糖の同時分析をすることが可能です。
「糖アルコールモード」では、7項目の糖アルコールを同時測定できます。
測定モード
糖モード

糖アルコールモード

測定成分
単糖類
2糖類：グルコース（ブドウ糖）、フルクトース（果糖）：ラクトース（乳糖）、スクロース（ショ糖）
マルトース
（麦芽糖）
アルコール：エタノール
イノシトール、エリスリトール、キシリトール、アラビトール、ソルビトール、マンニトール、マルチトール

実測データ
校正データ

校正終了後、校正結果が表示・印字されます。

校正結果表示例

簡単な前処理パルスドアンペロメトリ法の採用により糖類を選択的に検出することができます。
サンプル中の共存成分による影響を受けにくいため、希釈など簡単な前処理を行うのみで注入が可能です。

シンプルな流路構成
アルカリ溶液を直接流せるカラムと検出器を採用し、分離と検出を容易に行わせることができます。また、非有機溶媒系のため、廃液は酸でｐＨ処理をするのみです。

印字例
ヘッダー

校正年月日
使用カラム
使用比較電極パソコン不要。装置内部で自動解析・演算
測定は、サンプルを注入するだけの簡単操作です。自動データ処理機能の内蔵により、今までパソコンなどで行っていたデータ処理(解析)操作を、装置内部で解析・演算し、さらに、測定結果の表示・プリントアウトまで自動で行います。

溶離液種
現在設定されている流量値
測定レンジ
指定校正液の型名
カラムの理論段数
分離度
ベース電流値
予熱部温度
S：測定開始時圧力
H：測定中間時圧力
E：測定終了時圧力

簡単メンテナンス

校正結果
成分の確認時間（RT）
ピーク面積値（Area）

カラムの交換や配管などはすべて前面で操作できます。また、メンテナンスモードの校正判定結果
（1）
：使用可
（2）
：交換時期近い（3）：交換が必要採用により、保守やトラブルシューティングについては、画面上で確認でき、大変分かりやすくなっています。
検出セルからの作用電極や比較電極の脱着も、特別な工具は必要なくメンテナンスが容易です。

省力化システムの対応可能
オートサンプラ（別売）による多検体自動測定が可能です。

クロマトグラム装置の構成糖分析計は、クロマトグラフの機能（送液ポンプ部、試料注入部、検出部、データ処理部、プリンター部など）をワンパッケージング。
試料を分析計に注入するだけで、目的糖類の濃度を知ることができます。
プリンター部

正ダンパー

正面パネル開面

作用電極
ホルダー

ドレン部
送液ポンプ

作用電極

脱気装置

検出前段
予熱部
カラム

電気化学検出セル

インジェクタ作用電極
固定レバー

作用電極の脱着が簡単です。

測定データ

糖校正液

測定データ表示例

測定例■食品原料 :糖モード■アルコール飲料 :糖モード■清涼飲料 :糖モード■栄養ドリンク :糖アルコールモード

■前処理

■前処理

■前処理

■前処理

印字例

サンプル番号
測定年月日
サンプル名

測定条件

測定結果

サンプル ：脱気（超音波）

サンプル
← 純水
クロマトグラム← 純水

抽出：混合（1000倍）

希釈

ろ過：0.2μm

ろ過

注入試料

注入試料

サンプル

サンプル
← 純水

希釈

希釈

：0.2μmろ過

注入試料← 純水：0.2μm

ろ過

注入試料

：0.2μm

仕様

SU-300￥2,000,000（カラム類は別売）
パルスドアンペロメトリック-陰イオン交換カラム法
2種類（糖類モード、糖アルコールモード）
測定項目
低濃度レンジ高濃度レンジ
エタノール
0.2 〜 4 g/L
4 〜 30 g/L
グルコース
10.0 〜 100mg/L 100 〜 300mg/L
糖モード
フルクトース、ラクトース
10.0 〜 100mg/L 100 〜 750mg/L
スクロース、マルトース
20.0 〜 100mg/L 100 〜 750mg/L
測定項目／範囲
イノシトール、エリスリトール 10.0 〜 100mg/L
糖アルコール キシリトール、アラビトール
ソルビトール、
マンニトール 10.0 〜 200mg/L
モード
マルチトール
̶
外部解析モード
校正液濃度においてC.V.値3％以内
繰返し性
手動による試料注入および手動によるバルブ切換え
サンプル注入ループカット方式 ループ容量10μL
サンプル計量糖モード：30分／回、
糖アルコールモード：18分／回
測定時間
指定校正液濃度による１点校正
校正
糖分析用カラム PCI-520（陰イオン交換型）
使用カラム内蔵
データ処理
方 式：パルスドアンペロメトリ法
（金電極）
検出部
セル部：室温 ただし、前段に予熱部あり（40℃）
グラフィックLCD
表示
サーマルプリンター内蔵
プリンター
10〜32℃ ただし、急激な温度変化がないこと
使用温度範囲
アナログ：0〜1V
出力
デジタル：RS-232C
サンプラー端子 標準装備
AC100V 50/60Hz
電源
最大130VA
消費電力
（幅）
×469
（高）
×530
（奥）
mm、約17kg
本体寸法、質量 約190
型名
価格
測定方式
測定モード

その他部品

品名

型名

PCI-510G交換用ディスク

PCI-510GD

プリンター用紙（5巻）

PAP-HCS

注入用1mLディスポシリンジ
注入針● サンプルループ（10μL）● エアー抜き用シリンジセット● スパナ（6×8、8×10）（各1）● 六角レンチ（1.5ｍｍ、2.5ｍｍ、3ｍｍ）（各1）● セルスペーサ（5枚）● プランジャーシール交換治具● タンク導入管● プリンター用紙（5巻）● 飽和KCl溶液（100mL）● 比較電極● 金電極● 電極研磨セット● 電源コード● 2P変換アダプター● アース線● 取扱説明書●●

必要部品（別売品）
品名

糖分析用カラム
ガードカラム型名
価格
PCI-520￥150,000
PCI-510※ ￥250,000
PCI-510G￥50,000※外部解析モード使用時推奨品

周辺装置

備考

PCI-510Gの交換用ディスク（ディスクのみ５枚入り）
感熱紙

オートサンプラ※1

ICA-700AS

最大10０検体の自動測定が可能
冷却機能付きも用意※2
クーラーユニット（工場オプション）●※1：ICA-700ASご発注の際に接続機種を「IA-300」にご指定ください。
接続ケーブルの加算額は￥20,000となります。
※2：クーラーユニットの加算額は￥60,000となります。単体で購入する際のコードは133A047です。

新たなアプリケーションのご提案

標準添付品

●

パソコンによる外部データ解析システム

SU-300本体に新たに追加された外部解析モードとパソコン用のデータ解析ソフトウェアにより、糖分析計の新たなアプリケーションの構築が可能となりました。
（応用例）・糖／糖アルコールモードの測定項目以外の成分測定。
食品分野におけるトレハロース測定など
・パソコンによる測定データ（クロマトグラム）の管理。
バイオ燃料（エタノール）研究分野への応用など（システム構成）

ＳＵ-300以外に、パソコン、データ処理ソフトウェア、LANアダプター、ハブ、ＬＡＮケーブルが必要です。
本システムはSU-300（Version1.6以上）のみ対応可能です。
（詳細は別途お問い合わせ願います。）

LAN注）
本システム使用時の測定データは、SU-300本体へのメモリーや印字はできません。

会員制サービスサイトのご案内
SU-300をご購入後、ユーザー登録をしていただくと、取扱説明書が無料ダウンロードできます。
（すでにSU-300をお持ちの方も登録できます。
）
詳しくは下記の当社Webサイトをご覧ください。

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219●このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。

e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

2024 年 1 月作成