SPECIFICATION SHEET
パネル型 pH調節計
パネル型ORP調節計

HBM−100B型
HBM−102B型

コンパクトDIN規格96×96mmのパネル取り付け型
pH／ORP調節計です。警報（調節）出力 2 点と，DC 4〜20mA伝送出力を標準装備しています。
○ 標準液校正（チェック）は，ワンタッチ自動安定判別付きなので，個人差のない安定した校正が行えます。
また，電極特性の良否を自動判別しメッセージを表示します。
○ 警報（調節）出力は，調節感度設定付き上・下限ON−OFF動作です。
○ 表示器はバックライト付きです。

標準仕様
製品

名

pH調節計
HBM−100B

ORP調節計HBM−102B

第 SS171 号
pH；−1.00〜15.00−mV；−2000〜＋2000mV（温度；−5.0〜100.0℃）（温度；−5.0〜100.0℃）型
名
計量法型式承認番号
測定範囲表示方式

伝 送 出 力伝 送 出 力 範 囲警報（調節）出力

デジタル液晶表示器（LEDバックライト付き）
DC 4〜20mA 絶縁型 負荷抵抗：650Ω以下
0.01pH単位， 2pH幅以上で任意設定
1mV単位，400mV 幅以上で任意設定
出力点数：2点（上下限任意設定）a接点
接点容量：AC 250V 3A以下（抵抗負荷）＜UL認証品＞ Pilot duty：C300，D300，R300（誘導負荷）
接点機能：上下限動作（ON−OFF制御，調節感度設定可）と，保守中・洗浄中・異常から選択
直線性：±0.03pH以内（等価入力）
直線性：± 3 mV 以内（等価入力）性

能繰返し性：±0.02pH以内（等価入力）
繰返し性：± 3 mV以内（等価入力）
応答時間：出荷時約 5 秒に設定（90％応答）

電源・消費電力

AC 100〜240V±10％ 50/60Hz・

約 6VA（AC 100V時）

周囲温度・湿度
外形寸法・質量−10〜50℃ 0〜90％RH
96（W）×96（H）
×90（D）mm（パネルカット 92×92mm） ・構 造 ・ 材 質

屋内設置（IP20） ・構

成

本体：アルミ

約0.6kg

表示部：ポリエステル樹脂

図
検出器

電極リード線（5m/10m）

HBM-100B/102B

コネクターボックス
FC-4型

専用ケーブル

伝送出力

EC-10型（最長100m）

DC 4〜20mA

受信計

記録計
調節計
DCS などHC−G70型等
洗浄中信号
洗浄器

洗浄器電源

ON-OFFAC 100〜240V 50/60Hz

警報（調節）接点出力
電源供給

コネクターボックスと専用ケーブルは，電極リード線5mまたは10mでは不足の時に使用します。

洗 浄 中 信 号 入 力：薬液・パルスエアジェット洗浄器などからの洗浄中信号によって，伝送出力をホールドする
試料水pH値温度補償：温度係数設定範囲…±0.100/℃ 換算基準温度…25℃
ガラス電極手動温度補償：試料水温度を入力することにより，ガラス電極の温度特性を補償する

そ の 他 の 機 能

p H / O R P 値 シ フ ト：±1.00pH/±100mV以内で平行移動（温度は± 9.9℃以内で平行移動）
バ ー ン ア ウ ト：ガラス電極異常，温度センサー異常などが発生すると伝送出力が振り切れる
測定モードへ自動復帰：保守モード（ST−BY）のまま一定時間（1分〜999分可変）経過すると，測定モードへ自動復帰する
警 報（ 調 節 ）出 力：2点（ c 接点）または 4 点（ a接点） ※UL認証品は選択不可
洗浄器用電源出力：薬液・パルスエアジェットなどの洗浄器制御電源AC100Vを，内部タイマーにより出力できる。

オプション機能R S − 4 8 5 出 力：Modbus通信により，外部から測定値や設定値などの読み出しや，洗浄指令を行える。

結線

図

電極リード線

専用ケーブル

コネクターボックス
12
345E

E

HBM−100B/102B

12
3
4
5

1（G）
2（R）
3（A）
4（A）
5（SE）

EE
A/＋
RS−485B/−（オプション） COM

123

電極ホルダー

9091電源供給

AC 100〜240V

70 ＋71 −伝送出力

DC 4〜20mA1011

洗浄中信号入力（タイマー付き洗浄器より）

80
81

タイマー無し洗浄器用電源出力 AC 100V（オプション）

50/60HzE＊警報（調節）出力

電極リード線を変換器に直結する場合
HBM−100B/102B

電極リード線＊警報（調節）出力

1（G）
2（R）
3（A）
4（A）
5（SE）

30 31 32 33 34 35 36 37標準（2a）

32 30 31 35 33 34

オプション（4a）オプション（2c）E

単位：mm＋0.8

92 0

120
（100）

100（120）

92 ＋0.80

パネルカット寸法図

±96

96

外形寸法図

入出力端子部
端子カバー
パネル枠
操作パネル

固定具

ケース

製品コード（pH調節計）HBM−100B型
HBM100B−1−HBM−102B型（ORP調節計）
HBM102B−1−AB
CZ01
9019ABZ0101

警報（調節）接点出力＊12点（2回路 a接点）
4点（4回路 a接点）
2点（2回路 c接点）
特殊洗浄器制御 AC 100V出力＊2なしあり（JHC/PHC/RHC型と組み合せ）
特殊
デジタル出力 RS−485（Modbus）
なし
あり
特殊表記の形態
和文（標準）
英文
特殊
UL認証＊3なし
あり
毎個検定なしあり（検査証印・検定済証付）

警報（調節）接点出力＊12点（2回路 a接点）
4点（4回路 a接点）2点（2回路 c接点）
特殊洗浄器制御 AC 100V出力＊2なしあり（JHC/PHC/RHC型と組み合せ）
特殊
デジタル出力 RS−485（Modbus）
なし
あり
特殊表記の形態
和文（標準）
英文
特殊
UL認証＊3なし
あり

ABCZ019019ABZ01●コネクターボックス

調節計と電極が離れて設置され，電極付属のリード線で変換器までの配線ができない場合に使用します。

パイプ

70±290

名：FC−4
造：屋外型
量：約0.9kg
ース：ABS樹脂
ース：ABS樹脂：梨地クロームメッキ
色
取 付 方 法：25A〜50Aパイプまたは壁，板に取り付け可能

25〜50A70±290︵G124±104−M8ボルト／φ10穴

50±2ケーブル配線口 ︶電極リード線配線口
（G ）
73型
構質ケ
ベ

φ101±2130

関連機器

220±10

メンテナンススペース＊1. 警報（調節）機能は上限・下限，または状態信号は保守中・洗浄中・計器故障の中から任意に選択して出力することができます。
＊2. タイマー無し洗浄器（JHC−7E，BHC−7E，RHC−7EC型），またはPHC−7D型と組合せる場合に必要です。
これら洗浄器の制御電圧はAC 100Vなので，HBM−100Bに供給する電源もAC 100V限定となります。
AC 100V以上の場合は，降圧トランス ZP−30型が必要です。
＊3. UL認証品は警報（調節）接点出力が「2点（2回路a接点）」，表記の形態「英文」，およびHBM−100Bでは毎個検定「なし」の仕様に限定されます。
（洗浄器制御出力，デジタル出力は あり／なし 選択可）
また特殊仕様には対応できません。

FC−４型

外形寸法図

●専用ケーブル専用ケーブルはpH/ORP計用の特殊ケーブルで調節計とコネクターボックス間に使用します。
型
名：EC−10
外径：φ8
絶縁物：ポリエチレンおよびビニール
外
被：ビニール
芯線間絶縁抵抗：10 5 MΩ以上/100m
延 長 距 離：最長100m，途中中継使用不可
標
準長：5m〜100mまで5m単位
質
量：約0.5kg/5m

導体（0.3mm2）介

ポリエチレン絶縁体（自然色）

在

半導電性PVC

布テープ巻

シールド

シールド

PETテープ巻
ポリエチレンコアシース（黒色）

PVCシース

導体（0.3mm2）

ポリエチレン絶縁体（青色）

ポリエチレン絶縁体（緑色）ポリエチレン絶縁体（赤色）EC−10型

断面図

組合せ検出器
HBM−100B/102B型の組合せ検出器（電極ホルダー）は，チップ交換式電極用と一体（従来）型電極用があります。それぞれ浸漬型・流液型，材質など測定条件に応じて選定をお願いします。仕様詳細につきましては，別冊の検出器編スペック
シートをご参照ください。
● チップ交換式電極用検出器

分KCl
補給式

類
浸漬型
流液型
微量型

KCl
無補給式

浸漬型

用型

名接液材質

pH電極
GSS−314B（一般用）
GSS−314A（高アルカリ用）
GSS−314F（耐ふっ酸用）

プロセス一般用（60℃以下）

HC−G70

PVC

プロセス高温用（80℃以下）

HC−G70PP

プロセス一般用加圧式（60℃以下）

HC−G80P

PVC

プロセス高温用加圧式（80℃以下）

HC−G82P

純水・ボイラー水用HC−G65

アクリル

GSS−314P

排水処理用（60℃以下）

HC−G70PVC

GSS−304B

HC−G70PP（一般用）

排水処理高温用（80℃以下）
排水処理用

流液型

途

HC−G72

落し込み式

HC−G95

排水処理用（60℃以下）

HC−G80

排水処理高温用（80℃以下）

HC−G82PP

SUS316

SUS316PVC

SUS316PVC

PP

SUS316ORP電極

PSS−314B（Pt）
ASS−314B（Au）−GSS−304A

PSS−304B（Pt）（高アルカリ用）

ASS−304B（Au）

GSS−304F（耐ふっ酸用）● 一体（従来）型KCl補給式電極用検出器

分用類

途型

プロセス一般・排水処理用
浸漬型（60℃以下）プロセス用（高温80℃以下）

プロセス用（高温・耐薬品）
プロセス用（高温・耐有機溶剤）
プロセス一般・排水処理用

挿入型

加圧式
流液型

プロセス一般・排水処理用加圧式

PPまたはPVC製ケース付

プロセス一般・排水処理用
加圧式

SUS製ケース付

e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp

接液材質

pH電極

ORP電極

5600（一般用）

2600：Pt

HC−703Ｃ

PVC

5605（耐ふっ酸用）

2605：M

HC−763

PP5601

2601：Pt

HC−703Ｆ

PVDF

5601

−5602

−

HC−703ＴPFA

HC−880

PPまたはPVC

NHC−882

PPまたはPVC

NHC−883

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
https://www.toadkk.co.jp/

名

PTFE

5610（常温用）
5611（高温用）

2610：Pt

PPまたはPVCSUS316●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2022年11月作成