SPECIFICATION SHEET
シアン化物イオン測定装置

CNMS−4型

本装置は，イオン電極による簡易測定法（非蒸留測定）を採用しており，工場排水や河川湖沼の水質を連続監視することができます。
試料水のpH・温度が一定に保たれた測定セル内にてイオン電極により測定しますので，安定した測定値が得られます。
※ JISの蒸留操作は行わないため，金属錯体などの形で存在するシアン化物（全シアン）は測定することができない点に留意ください。

特長○ 試薬消費量 1／2（当社従来機比）

試薬および試料水流量の安定化と測定セルの内容積を小さくすることで，応答性などの性能はそのままに，イオン強度調整剤と試料水の使用量を従来機（CNMS−3型）の1／2としました。ランニングコストの低減だけでなく，廃液量も減少しますので，環境負荷も小さくなります。
なお，廃液回収タンクは内蔵可能な2Lタイプと外部関連装置○ プロセス自動測定装置（XATシリーズ）設置で施錠可能な10Lタイプ（廃液タンク収納庫）をJISの測定方法に沿った蒸留処理機能を備え，吸光光用意しています。

度法（ピリジンカルボン酸ピラゾロン法）にて測定いた○ 7インチカラーLCDタッチパネル採用します。

測定値・警報・メンテナンス情報などをわかりやすく○ 簡易シアン化物イオンモニター（CNBM−100A／160型）表示します。また，1ヶ月分のトレンドグラフの表示

より簡易かつ速やかな測定となっており，試料水に電機能があり，実測データの変化の把握が容易です。
○ 扉を施錠可能

毒物のシアン化物イオン標準液を正しく管理するために，南京錠による扉の施錠ができるようになっております。
なお南京錠は別途オプションになります。
（コードNo. 122B409）○ USBメモリーによる測定データの取り出し

測定結果は，アナログ伝送出力やデジタル通信出力（Modbus）が可能です。また，1年分の測定データをUSBメモリーにCSV形式で保存することが可能ですので，取り外してパソコンなどで読み込み，データ解析することができます。
○ 設置スペースの低減

試薬消費量の低減により，計器内の試薬タンクが小さくなり，計器全体がコンパクトになりました。また，背面配管をなくした前面メンテナンス構造を採用した
ことにより，設置スペースを大幅に削減しました。

極を浸漬するだけで測定できます。
別途スペックシートをご用意しておりますのでお問い合わせください。

標準仕様
製品
名：シアン化物イオン測定装置
型
名：CNMS−4
計 測 方 式：イオン電極法（イオン強度調整剤混合方式）
測 定 範 囲：CN−；0.03〜5.00mg/L
レン
ジ：CN−；0.03〜2.00mg/L（標準）CN−；0.05〜5.00mg/L（このレンジをご希望の場合，試料水の組成などご提示ください。
）
繰 返 し 性：読取値の±10％以内（校正液にて）応
答
性：90％応答15分以内（調整槽以降・温度一定の校正液にて）温 度 補 償：恒温測定方式
測 定 方 式：連続測定および間欠測定（最短周期1時間）
自 動 校 正：定周期校正
周期設定範囲；1〜99日任意設定（通常7日）
自 動 洗 浄：定周期洗浄
1洗浄液（酸）による試料水配管およびセル部
洗浄
2水道水によるサンプルライン洗浄
3エアー混入水道水による試料水フィルター
逆流洗浄（オプション）
周期設定範囲；1〜999時間任意設定（通常12時間）＊試料条件などに応じて適切な値に設定してご使用ください。
測 定 値 表 示：7インチカラーLCDタッチパネル
測定点：1流路（2または3流路同時測定に対応した仕様もご用意しております）
アナログ出力：0〜レンジ上限値に対してDC 4〜20ｍA（リニア出力）負荷抵抗600Ω以下
外部接点出力：電源断（b接点），計器異常1（重故障），計器異常2（ 軽故障），濃度上上限，濃度上限，濃度下限，校正中，洗浄中，保守中，測定中＊接点容量；DC30V 0.1A（オプションにてAC対応可）
外部接点入力：測定開始，測定停止，校正開始，洗浄開始，連続/間欠切替，廃液レベルスイッチ＊無電圧接点入力
ON抵抗；50Ω以内，短絡電流；最大10mA，開放電圧；DC 12V
デジタル入出力ポート：RS−485 1点
プロトコル；Modbus／RTU＊デジタル通信によって，測定値，動作状況（測定，校正，洗浄など）異常発生状態などの読み出しと，校正指令，洗浄指令などリモートメンテナンスを実施できます。詳細については当社営業窓口にお問い合わせ下さい。
データメモリ：内部メモリ；1分毎のサンプリングで1ヶ月分（トレンドグラフ表示可能）
USBメモリ；1分毎のサンプリングで1年分（パソコンでの読み出し可能）
検 出 電 極：シアン化物イオン電極 EL7004L型
比 較 電 極：ELR−009型
電 源 電 圧：AC 100V±10％ 50/60Hz
消 費 電 力：最大240VA，平均約120VA（室温25℃にて）（凍結しないこと）
試 料 水 条 件：水温；2〜40℃
流量；1L〜3L/min程度（サンプリングポイントと装置間が離れている場合は，装置近傍にバイパスラインを設けて，試料水の応答遅れを防止してください）

圧力；0.01〜0.05 MPa
S S；50mg/L以下（粒径100μm以下のこと）
pH；pH5.8以上
影響を与える共存成分
S2−＝共存不可I−＝0.1S2O32−＝10

SO42−，HPO42−，CO32−＝1000
SO32−，NO22−，NH4＋
数値はシアン化物イオン濃度と同じ指示を与える共存イオンのモル濃度比です。
本製品は水中にイオンとして存在するシアンのみを測定します。試料中に金属類が共存するとシアン化物イオンと結合してイオン電極に感応しない錯化合物となっていることがあり，トータルシアンに比べて測定値が低くなります。また高濃度の塩類の共存は，シアン化物イオンの解離を阻害して非イオン状態とするため，蒸留法に比べて低い値を示す原因となります。共存塩類の濃度変化は，指示値を変動させますので，できるだけ塩類濃度変化の無い条件での測定をお勧めします。
洗 浄 水 条 件：水道水相当（濁度 2 度以下，色度 5 度以下）。
水 温；2〜40℃（凍結しないこと）
圧 力；0.1〜0.5 MPa
消費量；約2L/1回
酸 洗 浄 液：塩酸3w/v％（標準）
消費量…2L/月以内（洗浄周期12時間にて）
タンク容量…10L＊汚れに応じて5w/v％，10w/v％を用意，濃度が濃いほど電極の寿命が短くなることがあります。
試薬：イオン強度調整剤
標準流量…約0.2mL/min
タンク容量…10L（0.2mL/min連続測定時の消費量約10L/月）（高濃度）校正液，LO（低濃度）校正液2種類
校正液：HI消費量…5L/月以内
タンク容量…5L＊3点目LL（極低濃度）校正をオプションで用意。
構
造：屋内設置自立型筺体
×1500（H）mm
外 形 寸 法：500（Ｗ）×450（D）
質量：約100kg（試薬を除く）
設 置 条 件：直射日光のあたらない屋内に設置してください。
温度；0〜40℃ 試料水，洗浄水が凍結しな
いこと。
湿度；85％RH以下 結露しないこと。
オ プ シ ョ ン：・最大3ch多流路測定対応
2CH外形寸法 1000（W）
×500（D）
×1650（H）
3CH外形寸法 1500（W）
×500（D）
×1650
（H）
・記録計
（1ペン）100mm幅チャート，長さ16m
・エアー洗浄 エアー混入水道水によるフィルター逆流洗浄・廃液タンク 外置きタイプ 10L
・廃液回収機構（シアン化物イオン標準液のみ回収，タンク 2L 内蔵）・低濃度校正機構（低濃度3点校正対応）
・漏水検知機（底部受皿に設置）
・中継ボックス（接点出力AC対応）
・廃液タンク収納庫（タンク 10L＊）＊鍵は別途オプション（コードNo.122B409）。

検出部

フローシート混合槽

イオン電極 比較電極
温調部
セル
温度電極
温度電極
ペルチェ

大気解放

M2ヒーターFS5SV5PFA
φ4×6SV4FS1a

F1酸洗浄液タンク10LSV6※1
SV10SV9

試料水フィルター

SV2C

FS2SV8※2
FS6FS3RW150kPa

BV2BV1LS1

漏水検知機

液アース電極C調整槽

試薬タンク10L

M1a

PFA φ2×3FS4P3SV1SV7

PFA φ2×3

PFA φ2×3PFA φ2×3F2CV3PFA φ2×3CV1SV3 C

PFA φ4×6CV2PFA φ2×3

P2 試薬ポンプ

CPFA φ2×3

PFA φ2×3

測定セル

PFA φ4×6

温調部
PFA φ2×3

試料水ポンプ P1

KCｌタンク
200ｍL

LO校正液 HI校正液
タンク
タンク
5L
5L

LL校正液
タンク1L

廃液タンク
内蔵 2L

受皿

※3

廃液回収機構で「内蔵2L」選択時は※1と※2の組合せ，「外置10L」選択時は※1と※3の組合せになります。

単位：mm記号SV1〜10
BV1,2
CV1〜3
P1,2P3
RW1F1,2
M1,2
FS1〜6LS1タンク回収口
Rc1/2FS6

廃液タンク 外置10L

電源配線口

名称
電磁弁
ボールバルブチェックバルブ
ペリスタポンプ
エアポンプ
減圧弁
フィルター
モーター
フロートスイッチ
漏水検知器入出力信号配線口

500

オプション配線口

100 100 120
75

タンク回収口350

測定槽排水口80

調整槽排水口

受皿排水口

200±3450

180200

試料水入口

25±3

オプション

外形寸法図

調整槽排水口 試料水入口
洗浄水入口
Rc1
0.01〜0.05MPa 0.1〜0.5MPa
1〜3L/min
Rc1/2
Rc1/2

受皿排水口
Rp1/2

1500

測定槽排水口
Rc1/2

洗浄水入口

備
考
SV4,5,8,9,10はオプション

オプション

FS6 はオプション
オプション

製品コードCNMS4−0−191239A
B
ZAB
YZ
AB
Y
Z
01
90
10123
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z0101901019＊1. AC 100V以外の電源を供給される場合，降圧電源
トランスを組み込みます。電源仕様をお知らAC 100V 50/60Hz
特殊＊1せください。
測定流路＊2. サンプリングポイント間の距離が大きいと応1流路（標準）答遅れ原因となりますのでご注意ください。
2流路並行測定＊2＊3. 測定値のアナログ出力は0〜レンジ上限値に対＊23流路並行測定して4〜20mAの出力となります。
特殊＊4. ご希望の測定レンジをご指示ください。
第1流路レンジ＊3＊5. 多流路測定のとき2ペンまたは3ペンをご指定
0.03〜2.00mg/Lください。
0.05〜5.00mg/L＊6. 校正周期7日，洗浄周期24時間にて2週間内蔵
特殊＊4可能です。
第2流路レンジ＊3
0.03〜2.00mg/L
0.05〜5.00mg/L
該当せず
特殊＊4
第3流路レンジ＊30.03〜2.00mg/L
0.05〜5.00mg/L
該当せず
特殊＊4
記録計（100mm）なし（標準）
1ペン
特殊＊5
エアー洗浄（試料水フィルターバブリング）
なし（標準）
あり
廃液回収機構（校正液分離）なし（標準）あり（タンク内蔵2L付）＊6あり（タンク10L付）
あり（タンク10L＋廃液タンク収納庫 鍵付）
低濃度校正機構（3点校正）なし（標準）
あり
漏水検知機（底部）なし（標準）
あり
特殊
中継ボックス（接点出力AC対応）
なし（標準）あり
表記の形態
和文（標準）
英文指定
特殊