RA3100
Omniace
使用說明書

1WMPD4004448D

注意(1) 如果在您使用過程中發生錯誤，請立即切斷電源。
無法查明錯誤原因時，請洽詢您購買本產品的經銷商或卷末所示的諮詢窗口或營業所。
(2) 本書的內容將來可能在未經預告的情況下變更。
(3) 嚴禁未經授權擅自轉載本使用說明書的全部或部分內容。除非得到株式會社 A&D 的書面授權，否則
不得進行複製、改變或翻譯。嚴禁未經授權擅自複製本書的全部或部分內容。
(4) 本書內容力求完善準確，但如果出現有疑議之處或是錯誤、漏記、或是您有任何意見或建議，請聯絡我們。
(5) 對於因使用本設備而造成的損失、利潤損失以及因本產品的缺陷而導致的直接、間接、特殊或必然
損失，即使被告知該損失發生的可能性，株式會社 A&D 亦概不承擔任何責任。另外，亦不對第三方
提出的權利主張承擔責任。同時對於資料損失概不承擔任何責任。不受第(4)項之限制，概不承擔任
何責任。
2020 株式會社 A&D
omniace 為株式會社 A&D 的註冊商標。
Microsoft 以及 Windows10 IoT 為美國 Microsoft Corporation 在美國以及其他國家和地區的註冊商
標或商標。
本書中記載的商品名稱以及公司名稱為日本國內或者其他國家或地區的各公司的商標或註冊商標。
基於 SIL Open Font License，使用美國 Adobe Corporation 擁有著作權的軟體。

前言

前言
非常感謝您購買資料採集裝置 OMNIACE RA3100（以下稱為 RA3100
或本產品。）。
本使用說明書說明 RA3100 及選配的輸入模組的使用注意事項和使用方法。使用前，請詳閱本使用說明書，正確使用。如果您對使用說明書的內容有任何不明之處，請洽詢本公司。

《CD 的使用說明書》
名稱RA3100 使用說明書

1WMPD4004448D

內容
本書
本書說明 RA3100 的使用方法與設定方法。

3

包裝內容確認

包裝內容確認開箱時
在冬季的寒冷時期等如果突然在溫暖的房間內開箱，產品表面可能凝結出水珠，導致動作發生錯誤，因此請先讓產品充分適應室溫之後再開箱。

包裝內容確認本產品經過充分檢查後出售至客戶手中，但您收到產品後開箱時，還是請您再確認一下外觀是否有損傷。
另外，請同時確認本產品的規格和附屬品等。萬一存在損傷、附件缺失等，請聯絡您購買本產品的經銷商
或卷末記載的營業所。

《RA3100 包裝內容》
品名型號／文件編號數量備註

OMNIACE 主機

RA31001

AC 100 V ～ 240 V

簡易操作手冊1WMPD4004449

1

記載使用時的注意事項、操作方法等使用說明書 CD-ROM

1WMEK4010464

1

收錄了 RA3100 使用說明書

AC 電源線

-

訂購時指定

熱敏記錄紙

YPS-1061卷

30 m 卷裝記錄紙、（產品為 1 箱 5 卷）記錄紙支架5633-1794

2記錄紙兩端各 1 個《模組包裝內容》
品名

型號／文件編號

2ch 電壓模組

RA30-1014ch 電壓模組

RA30-102

2ch 高速電壓模組RA30-1032ch AC 應變模組

RA30-104

16ch 邏輯模組

RA30-1052ch 溫度模組

RA30-1062ch 高電壓模組RA30-1072ch 頻率模組

RA30-108

2ch 加速度模組

RA30-109

遠端控制模組

RA30-1124ch 電壓模組

RA30-113「使用前」

1WMPD4004140

數量

任意之一
1 個模組

4

備註

附屬感測器連接用連接器 2 套

1WMPD4004448D

安全使用須知

安全使用須知安全措施—警告、注意本產品為遵照 EN61010 規格，設計、檢查的產品。
本產品製造時已考慮到安全性，但客戶的使用及操作上的失誤仍可能導致重大事故。為了避免這種危險，請您務必熟讀使用說明書，並在充分理解內容的基礎上使用。另外，本產品及使用說明書中採用了以下標識，以確保您能夠安全使用本產品，各標識所代表的意義如下。
您使用本產品時，請務必遵守以下事項。因違反使用注意事項的行為而導致的故障不可保修。此外，「無法實現的事項」以及「禁止實施的事項」極多，說明書上無法全部提及。因此，對於說明書上未寫明「可實施」的事項，請將其視為「不可實施」。

警告標誌的含義警告

列出了無視該內容而錯誤使用時可能導致人員死亡或受重傷的事項，以及造成輕傷或

注意

列出了無視該內容而錯誤使用時，可能導致人員受傷的事項，以及會造成財物損失的

財物損失的頻率高的事項。
事項。

圖形記號的含義記號標識敦促注意（包括警告）的內容。
圖中寫明了具體的注意事項（例如左圖是提醒小心觸電）。
記號標識不可以實施的事項（禁止）。具體的禁止內容會在中或附近以文字或圖畫形式表

現。例如左圖表示「禁止拆解」。
記號標識必須遵守的事項（強制）。具體的強制內容會在
現。例如左圖表示「必須遵守的事項」。

1WMPD4004448D

5

中或附近以文字或圖畫形式表安全使用須知

警告
電源
請確認供電電源在本產品的額定銘板所述額定範圍內。
如果輸入額定以上的電壓，可能導致本產品破損，乃至火災。另外，為了防止觸電和火災等，AC 電源
線請務必正確使用本產品附屬的線。

保護接地
本產品電源接通前，請務必實施接地保護。為了您安全使用本產品，保護您的人身安全以及周圍設備安
全，保護接地是必須的。另外，請務必遵守以下注意事項。
本產品附屬的 AC 電源線是帶有接地線的 AC 電源線，因此請連接至帶有保護接地端子的 3 極電源插座。
進行保護接地時，如果連接至接地線的水管，可能出現未與大地連接的情況，因此請勿採取類似操作。
連接至燃氣管是極為危險的行為，因此請切勿連接。
向本產品供電時，請注意確保沒有保護接地線切斷或連線脫落等情況。若是變成這種狀態，無法保證本產品的安全。

過電壓類別（設置類別）
本產品的過電壓類別為類別Ⅱ。若連接至分電盤等的線路(CAT Ⅲ)、從送電線伸出的入戶線等(CATⅣ)，可能導致設備破損，因此請勿在高階類別中使用。

測量類別
本產品的測試輸入端子的測量類別因實際安裝的模組而異。
請用於符合模組規格的測量類別範圍內的測試。請勿用於超出模組規格的測量類別。

輸入訊號連接請確保本產品的保護接地端子切實接地，然後再連接至被測試裝置。
將本產品與測量儀器等連接時，請注意不要超過同相允許輸入電壓範圍。
若輸入超出範圍的電壓，可能導致本產品故障，非常危險。

在氣體環境中使用
請勿在有可燃性、爆炸性氣體或蒸氣的環境中使用。可能給使用者及本產品帶來危險。

外殼拆卸主機內部存在高電壓部分，因此拆卸本產品的外殼十分危險。
除本公司以及本公司指定的服務人員之外，禁止實施拆卸。

AC 電源輸入部保險絲
本產品中使用的 AC 電源輸入部保險絲位於主機內部，因此使用者不可進行更換。
萬一出現保險絲斷開的情況，請聯絡您購買本產品的經銷商或卷末記載的營業所。

備份用電池的處理(丟棄時的注意事項)
本產品使用鈕扣型鋰電池(一次電池)。
丟棄本產品時，請告知本公司營業處或代理店。(卷末)6

1WMPD4004448D

安全使用須知

注意
使用時的注意事項
使用本產品時，請務必注意以下事項。如果採用錯誤的使用方式，可能導致本產品誤動作或故障等。
請勿讓理解本產品操作方法的人以外的人員使用。
請於符合電氣測量儀器的安全規格 EN61010-1 的過電壓類別Ⅱ（CATⅡ）的地方，使用本產品。
本產品為污染度 2 的產品。
本產品為 Class A（工業環境用）產品。
若在家庭環境中使用，可能產生無線干擾。若出現此種情況，請使用者採取適當的措施。
請將本產品儲存在具備以下儲存環境的場所中。特別是夏季，請勿儲存在長時間受陽光直射的場所或溫度會異常升高的場所（汽車內等）。
儲存溫度範圍：-20 ～ 60 °C、

儲存濕度範圍：20 ～ 85 ％RH(無凝結水滴)。

請在以下運行環境中使用本產品。
運行溫度範圍：0 ～ 40 °C、運行濕度範圍：35 ～ 85 ％RH(無凝結水滴)。

請勿在以下場所使用本產品。另外，使用時請同時充分注意本產品的周圍等。
會因陽光直射或取暖設備等而出現高溫或高濕的場所、會出現凝結水滴的場所。
會被水淋到的場所。
存在鹽分、油、腐蝕性氣體的場所。
灰塵較多的場所。
震動劇烈的場所。
存在較強電磁場的場所。
為了防止本產品內部的溫度上升，本產品設有通風孔。
請切勿採取將本產品周邊圍起來或周邊放置物品堵塞通風孔的行為。否則可能導致本產品內部溫度
異常上升，引發故障。
請勿將紙張等易燃物品放置在本產品附近。
請注意電源電壓的變化，當可能超出本產品額定電壓時，請勿使用。
使用多噪聲的電源、因高壓電源感應等而存在噪聲時，可能導致誤動作，請使用噪聲濾波器等。
本產品使用內建 SSD。
SSD 運行中（儲存中、讀取中）請勿切斷電源。可能導致儲存中或讀取中的資料損壞。
本產品使用靜電容量式觸控面板。
按動觸控面板時，請用裸手的指尖輕輕按動。若戴著手套，可能出現無反應的情況。另外，請勿使用尖銳物體或是過度用力按動觸摸面板。若同時按 3 處以上，將不會正常動作。選擇時請務必只按 1 處，捏合和伸展時請按 2 處。

1WMPD4004448D

7

安全使用須知注意
液晶顯示器
本產品的顯示部使用了 TFT 彩色液晶顯示器，但畫面的局部可能出現一直亮燈的點或是不亮的點。另
外，液晶顯示器自身的特性導致其可能因溫度變化等而出現一定的不均勻。這些並非故障，敬請了解。
請使用本公司指定的記錄紙。若使用指定以外的記錄紙，可能導致無法記錄或是列印用的熱敏頭使用壽
命縮短等。
若長時間在同一位置記錄直線狀的波形或是塗黑狀態的波形，熱敏頭的該部分元件壽命會縮短。建議您
時常改變波形的記錄位置。
若長時間列印塗黑狀態的波形，可能因記錄紙的列印墨渣積存在熱敏頭內而導致無法列印。請定期清掃
熱敏頭。
長時間儲存時，若將印表機蓋鎖住，可能因用於記錄紙送紙的壓紙滾軸變形而導致列印不均勻，但這並
非故障。
長時間儲存未使用的記錄紙時，請從主機取下記錄紙，裝入塑膠袋，如果仍處於出廠包裝狀態，請在該
狀態下，儲存於溫度 25 °C 以下、濕度 70 %RH 以下的暗處。
長時間儲存使用過的記錄紙時，請歸檔儲存於溫度 25 °C 以下、濕度 70 %RH 以下的暗處。使用檔案夾儲存時，請使用不含有可塑劑的型號（聚乙烯、聚丙烯等材質）。
若記錄紙接觸到以下材料、產品，可能出現列印面變色或褪色、發色效果變差等情況，對品質造成不良影響。
氯乙烯產品、有機化合物、粘膠帶、橡皮擦、橡膠墊、魔術筆、簽字筆、塗改液、碳、重氮感光紙、護手霜、頭髮定型劑、化妝品、錢包等皮革製品等。
請勿將尖銳的棒狀物等插入本產品的通風孔中。
清掃主機表面時，請先切斷電源，並在通風良好的場所，用紗布等柔軟的布料沾取少量乙醇輕輕擦拭。
若使用苯、稀釋劑或化學抹布等擦拭，可能導致變形或變色等，因此請勿使用。
運輸本產品時，請使用最初您收到時的包裝箱與包裝材料，或是使用與其同等或以上的包裝箱與包裝材
料進行運輸。
為了維持本產品的精度，建議您定期校正。透過每年一次定期校正（收費），可實現高可靠性的測量。

8

1WMPD4004448D

安全使用須知

注意
Windows 10 IoT

本產品使用 Windows 10 IoT 作為 OS。使用時，請您在仔細閱讀以下說明並理解其內容的基礎上使用。

授權本產品中使用的 OS、Windows 10 IoT 持有內建組裝專用授權。

本產品無法與通用 PC 一樣運轉，僅限作為 RA3100 使用。
不可複製本產品中組裝的系統進行使用。
電源開啟／關閉

本產品的電源只要連接上 AC 電源線即會進入待機狀態，只消耗待機電源。按下面板的

電源

開關後，主電源啟動，進入監控狀態。
切斷電源時，請先確認未在訪問本產品內建的 SSD，再關閉電源。
按下

電源

開關後，將會顯示[關機]畫面，請點觸

確定

結束運行。若直接拔下電源線切斷電源，

可能出現 SSD 上的資料破損的情況，也可能導致 SSD 無法繼續使用。
長時間不使用時，請將本產品完全關機，然後拔下電源線。
在網路中使用將本產品連接至網路中時，請先向網路管理者確認不會對其他業務造成影響，再試試連接。
電腦病毒
本產品為了充分發揮性能，沒有安裝 Windows 標準功能之外的病毒掃描、防毒軟體。連接至網路時，以及連接外部媒體時，請格外注意。
其他安裝除本公司提供的程式以外的其他程式時、變更 OS 設定時，或是連接鍵盤和滑鼠等強制停止程式
時，無法保證運行。

本公司產品的廢棄EU 內根據 EU 各國的法律，廢棄帶有右側標記的電子電氣設備時，必須跟家庭廢棄物分開。包括電氣類的附屬品、充電器以及 AC 適配器等。電子電氣設備上所附的標誌適用於目前的 EU 各國。

EU 外
在 EU 以外地區廢棄使用完的電子電氣設備時，請向各地區的管轄機構洽詢妥善的處理方法。

FCC 遵循資訊
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device,pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. Thisequipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used inaccordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential areais likely to cause harmful interference in which casethe user will be required to correct the interference at his own expense.

1WMPD4004448D

9

本書的記號

本書的記號
本使用說明書中使用的標記、記號有如下含義。

警告

列出了無視該內容而錯誤使用時可能導致人員死亡或受重傷的事項，以及造成輕傷或

注意

列出了無視該內容而錯誤使用時，可能導致人員受傷的事項，以及會造成財物損失的

Note

記載無視此內容，錯誤使用的情況下，本產品可能錯誤動作，或者消除測量資料的事

Tips

記載設定上的限制和補充說明。

財物損失的頻率高的事項。
事項。
項。

表示參照頁數。
點觸即用指尖輕輕觸碰畫面上顯示的按鍵等的動作。
例

用於選擇或設定畫面鍵等。

撥動即用手指按住畫面向特定方向移動的動作。
例

用於[快取縮圖] 畫面、[通道設定] 畫面等。

捏合即用兩根手指觸碰畫面縮小間隔的動作，可以縮小畫面。
例

用於縮小畫面的顯示內容、波形振幅、時間軸等。

伸展即用兩根手指觸碰畫面伸展間隔的動作，可以放大畫面。
例
__

鍵
鍵

[ ] 畫面k (小寫)K (大寫)

用於放大畫面的顯示內容、波形振幅、時間軸等。

括起來的文字標識操作面板部位的按鍵。
例
以
例

START

鍵

括起來的文字，代表畫面上顯示的觸控面板按鍵。
CH

鍵

以[ ] 括起來的文字，代表畫面上的項目文字。
例

[模組１]

例

1 kg ＝ 1000 g
1 KB ＝ 1024 Bytes

10

1WMPD4004448D

保修

保修
保修要領
本公司的產品從設計到製造工序，都是經充分的品質管理後出貨，但是萬一在使用中發生故障，在委託本公司修理前，請您先確認裝置的操作方法有無問題、電源電壓有無異常、纜線類的連接有無異常等。
若您需要進行修理或溫度校正等，請聯絡您購買本產品的經銷商或卷末記載的營業所。聯絡時，請您告知
設備的型號（RA3100）、製造編號以及故障情況等詳細訊息。
另外，本公司的保修時間以及保修規定如下。

保修規定
1.
2.

保修期間 ： 產品的保修期間為自交貨日起 1 年。
保修內容 ： 保修範圍僅機器的主機，不包含附屬品。
對於保修期間內的故障，本公司將免費受理必要的修理，但以下情況下將根據本公司規定，
收取修理費。
違規使用導致的損壞或故障。
火災、地震、交通事故以及其他不可抗力造成的損傷或故障。
本公司或本公司委任的人員以外的人進行拆解、修理、改造而造成的損傷或故障。
在超過機器使用條件的環境下使用或儲存而造成的故障。
定期校正。
交付後的運輸或轉移過程中發生的損傷或故障。
即便在保修期內，列印用熱敏頭視使用情況，可能排除在保修範圍外。
使用條件：列印脈衝數 30,000,000 脈衝以上，或者記錄長度 30 km 以上。
內建 SSD、風扇、備份用鈕扣電池屬於消耗品，排除在保修範圍外。
無論本產品的故障內容與原因是什麼，內建 SSD、外部媒體中記錄的資料均不屬於保修對象。請務必備份記錄資料。

3.

保修責任 ： 本公司產品以外的機器，不承擔相關責任。

1WMPD4004448D

11

目錄

目錄
....................................................................................................................................................... 3

前言包裝內容確認 ..................................................................................................................................................... 4
安全使用須知 ..................................................................................................................................................... 5
本公司產品的廢棄 .............................................................................................................................................. 9
FCC 遵循資訊 .................................................................................................................................................... 9
本書的記號 ..................................................................................................................................................... 10保修...................................................................................................................................................... 11

1.

各部分的名稱與功能概要 ............................................................................................................. 19
1.1.

各部分的名稱 ........................................................................................................................... 19

1.2.

顯示器部 .................................................................................................................................. 21

1.3.

操作面板 .................................................................................................................................. 22

1.4.

介面部 ...................................................................................................................................... 23

1.5.

輸入模組部............................................................................................................................... 23

1.6.

畫面與設定選單 ....................................................................................................................... 24

1.6.1.
1.6.2.
1.7.

側邊選單 .............................................................................................................................. 24
控制列 .................................................................................................................................. 25
主機畫面的輸入操作 ................................................................................................................ 27

1.7.1.

旋鈕 ..................................................................................................................................... 27

1.7.2.

數值輸入對話框 ................................................................................................................... 27

1.7.3.

選擇調色盤對話框 ................................................................................................................ 28

1.7.4.

軟式鍵盤 .............................................................................................................................. 282.

測量準備 ...................................................................................................................................... 292.1.

電源開啟前............................................................................................................................... 29

2.1.1.

本產品的設置、使用環境 ..................................................................................................... 29

2.1.2.

可选模块的安裝 ................................................................................................................... 31

2.1.3.

記錄紙安裝 ........................................................................................................................... 32

2.1.4.

連接外部機器 ....................................................................................................................... 36

2.2.

開啟／關閉電源 ....................................................................................................................... 37

2.2.1.

AC 電源線的連接 ................................................................................................................. 37

2.2.2.

電源開啟步驟 ....................................................................................................................... 37

2.2.3.

正常啟動確認 ....................................................................................................................... 38

2.2.4.

時鐘設定 .............................................................................................................................. 38

2.2.5.

為了執行高精度測量的準備 ................................................................................................. 38

2.2.6.

電源關閉步驟 ....................................................................................................................... 383.

測量的流程................................................................................................................................... 39
3.1.

4.

測量的流程............................................................................................................................... 39
測量的設定................................................................................................................................... 40

4.1.

選擇測量模式 ........................................................................................................................... 40

4.1.1.

特長 ..................................................................................................................................... 40

4.1.2.

測量模式的功能差異 ............................................................................................................ 40

4.1.3.

選擇方法 .............................................................................................................................. 41
12

1WMPD4004448D

目錄
4.2.

降低輸入靈敏度，連接輸入纜線 .............................................................................................. 424.3.

輸入通道的設定 ....................................................................................................................... 44

4.3.1.

CH 設定子選單（RA30-101 的情況下）............................................................................. 44

4.3.2.

設定輸入 CH ........................................................................................................................ 45

4.4.

選擇記錄方式 ........................................................................................................................... 49

4.4.1.

僅記錄至記錄紙 ................................................................................................................... 49

4.4.2.

記錄至檔案和記錄紙 ............................................................................................................ 49

4.5.

記錄設定 .................................................................................................................................. 50

4.5.1.

取樣速度設定 ....................................................................................................................... 50

4.5.2.

記錄裝置的取樣速度 ............................................................................................................ 51

4.5.3.

最長可記錄時間 ................................................................................................................... 525.

觸發設定 ...................................................................................................................................... 55
5.1.

觸發的種類............................................................................................................................... 55

5.2.

記憶體觸發............................................................................................................................... 55

5.2.1.
5.3.
5.3.1.
5.4.
5.4.1.
6.

記憶體觸發的設定 ................................................................................................................ 55
前置觸發 .................................................................................................................................. 58
前置觸發的設定 ................................................................................................................... 58啟動觸發 .................................................................................................................................. 59啟動觸發的設定 ................................................................................................................... 59
測量輸入訊號 ............................................................................................................................... 60

6.1.

主機動作的狀態變化 ................................................................................................................ 60

6.2.

監視器顯示與筆式記錄 ............................................................................................................ 61

6.2.1.

監視器顯示功能 ................................................................................................................... 61

6.2.2.

筆式記錄 .............................................................................................................................. 64

6.2.3.

列印文字的功能 ................................................................................................................... 66

6.3.

記錄開始與結束 ....................................................................................................................... 70

6.3.1.

記錄設定 .............................................................................................................................. 70

6.3.2.

記錄開始與記錄結束 ............................................................................................................ 76

6.3.3.

記錄的暫停與後退捲動......................................................................................................... 777.

重播記錄資料 ............................................................................................................................... 78
7.1.

選擇記錄資料 ........................................................................................................................... 78

7.2.

重播記錄資料 ........................................................................................................................... 79

7.2.1.

重播畫面的操作 ................................................................................................................... 80

7.2.2.

快取縮圖 .............................................................................................................................. 80

7.2.3.

游標 ..................................................................................................................................... 82

7.2.4.

列印 ..................................................................................................................................... 83

7.2.5.

選擇記憶體區塊 ................................................................................................................... 83

7.3.
7.3.1.
7.3.2.

X-Y 波形 .................................................................................................................................. 84
X-Y 顯示設定 ....................................................................................................................... 84
X-Y 控制............................................................................................................................... 85

7.4.

FFT 分析 .................................................................................................................................. 86

7.5.

搜尋功能 .................................................................................................................................. 87

7.5.1.

搜尋的種類和操作 ................................................................................................................ 87

7.5.2.

搜尋方法的種類和設定項目 ................................................................................................. 89

7.5.3.

峰值搜尋（最大值、最小值） .............................................................................................. 91

7.5.4.

峰值搜尋（極大值、極小值） .............................................................................................. 92

7.5.5.

位準搜尋（位準向上、位準向下） ...................................................................................... 94

1WMPD4004448D

13

目錄
7.5.6.

窗框搜尋（窗框內、窗框外） .............................................................................................. 96

7.5.7.

邏輯搜尋 .............................................................................................................................. 99

7.5.8.

觸發搜尋 ............................................................................................................................ 100

7.5.9.

標記搜尋 ............................................................................................................................ 100

7.5.10.

搜尋顯示選單 ..................................................................................................................... 101

7.6.

跳轉功能 ................................................................................................................................ 102

7.6.1.

跳轉的種類和操作 .............................................................................................................. 103

7.6.2.

跳轉條件的種類和設定項目 ............................................................................................... 104

7.6.3.

資料的開始、中心、結束 ................................................................................................... 105

7.6.4.

日期設定 ............................................................................................................................ 105

7.6.5.

時間設定 ............................................................................................................................ 106

7.6.6.

取樣點 ................................................................................................................................ 106

7.6.7.

游標 ................................................................................................................................... 107

8.

各種設定的詳細訊息 .................................................................................................................. 108
8.1.

設定檔案建立 ......................................................................................................................... 109

8.2.

記錄設定 ................................................................................................................................. 110

8.2.1.

記錄 .................................................................................................................................... 110

8.2.2.

通道清單 ............................................................................................................................. 110

8.2.3.

頁面 .................................................................................................................................... 114

8.2.4.

印表機 ................................................................................................................................. 117

8.2.5.

其他 ................................................................................................................................... 120

8.3.

主機設定 ................................................................................................................................ 122

8.3.1.

環境 ................................................................................................................................... 122

8.3.2.

通訊 ................................................................................................................................... 124

8.3.3.

顯示 ................................................................................................................................... 132

8.3.4.

其他 ................................................................................................................................... 133

8.4.

管理 ....................................................................................................................................... 134

8.4.1.

檔案管理 ............................................................................................................................ 134

8.4.2.

維護 ................................................................................................................................... 144

8.4.3.

歷程記錄 ............................................................................................................................ 146

8.4.4.

版本管理 ............................................................................................................................ 147

9.

選配模組的使用方法 .................................................................................................................. 148
9.1.

2CH 電壓模組（RA30-101） ................................................................................................. 148

9.1.1.

概要 ................................................................................................................................... 148

9.1.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 148

9.1.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 149

9.1.4.

參考資料 ............................................................................................................................ 151

9.2.

4CH 電壓模組（RA30-102） ................................................................................................. 152

9.2.1.

概要 ................................................................................................................................... 152

9.2.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 152

9.2.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 153

9.2.4.
9.3.

參考資料 ............................................................................................................................ 154
2CH 高速電壓模組（RA30-103） ......................................................................................... 155

9.3.1.

概要 ................................................................................................................................... 155

9.3.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 155

9.3.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 156

9.3.4.

參考資料 ............................................................................................................................ 158
14

1WMPD4004448D

目錄
9.4.

2CH AC 應變模組（RA30-104） ............................................................................................ 159

9.4.1.

概要 ................................................................................................................................... 159

9.4.2.

連接方法 ............................................................................................................................ 159

9.4.3.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 160

9.4.4.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 162

9.4.5.
9.5.

參考資料 ............................................................................................................................ 164
16CH 邏輯模組（RA30-105） ............................................................................................... 173

9.5.1.

概要 ................................................................................................................................... 173

9.5.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 173

9.5.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 175

9.5.4.

參考資料 ............................................................................................................................ 176

9.5.5.

選配 ................................................................................................................................... 178

9.6.

2CH 溫度模組（RA30-106） ................................................................................................. 181

9.6.1.

概要 ................................................................................................................................... 181

9.6.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 181

9.6.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 182

9.6.4.

參考資料 ............................................................................................................................ 184

9.6.5.
9.7.

備件 ................................................................................................................................... 188
2CH 高電壓模組（RA30-107） ............................................................................................. 189

9.7.1.

概要 ................................................................................................................................... 189

9.7.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 189

9.7.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 190

9.7.4.

參考資料 ............................................................................................................................ 192

9.8.

2CH 頻率模組（RA30-108） ................................................................................................. 193

9.8.1.

概要 ................................................................................................................................... 193

9.8.2.

通道和各設定的關係 .......................................................................................................... 193

9.8.3.

輸入電壓和測量模式的設定 ............................................................................................... 194

9.8.4.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 195

9.8.5.

參考資料 ............................................................................................................................ 205

9.9.

2CH 加速度模組（RA30-109）............................................................................................. 206

9.9.1.

概要 ................................................................................................................................... 206

9.9.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 206

9.9.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 207

9.9.4.

纜線 .................................................................................................................................... 211

9.9.5.

參考資料 ............................................................................................................................ 212

9.10.

遠端控制模組（RA30-112） ................................................................................................. 214

9.10.1.

概要 ................................................................................................................................... 214

9.10.2.

安裝至本產品 ..................................................................................................................... 214

9.10.3.

通道設定 ............................................................................................................................ 215

9.10.4.

波形確認用輸出端子 .......................................................................................................... 216

9.10.5.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 216

9.10.6.

參考資料 ............................................................................................................................ 217

9.10.7.

選配 ................................................................................................................................... 221

9.11.

4CH 電壓模組（RA30-113） ................................................................................................. 224

9.11.1.

概要 ................................................................................................................................... 224

9.11.2.

輸入通道的設定 ................................................................................................................. 224

9.11.3.

測量時的設定 ..................................................................................................................... 225

9.11.4.

參考資料 ............................................................................................................................ 226

1WMPD4004448D

15

目錄
10.

資料 ........................................................................................................................................... 227

10.1.

關於版本 ................................................................................................................................ 227

10.2.

取樣的資料格式 ..................................................................................................................... 228

10.2.1.

NORMAL 取樣 ................................................................................................................... 228

10.2.2.

P-P 取樣............................................................................................................................. 228

10.3.

取樣 ....................................................................................................................................... 229

10.3.1.

內部取樣 ............................................................................................................................ 229

10.3.2.

外部取樣 ............................................................................................................................ 229

10.3.3.

取樣速度和送紙速度的關係 ............................................................................................... 229

10.4.

刻度轉換（物理量換算） ....................................................................................................... 230

10.5.

波形反轉 ................................................................................................................................ 231

10.5.1.

和刻度轉換同時使用 .......................................................................................................... 231

10.6.

FFT 分析 ................................................................................................................................ 232

10.6.1.

分析功能 ............................................................................................................................ 232

10.6.2.

平均處理 ............................................................................................................................ 235

10.6.3.

分析結果的單位 ................................................................................................................. 236

10.7.

使用 WEB 瀏覽器，連接本產品 .............................................................................................. 237

10.7.1.

電腦的系統要件 ................................................................................................................. 237

10.7.2.

準備 ................................................................................................................................... 237

10.7.3.

連接方法 ............................................................................................................................ 237

10.7.4.

遠程操作畫面 ..................................................................................................................... 238

10.7.5.

主機資訊畫面 ..................................................................................................................... 239

10.7.6.

從 Web 瀏覽器的 RA3100 遠程操作方法 ........................................................................... 240

10.7.7.

切換 Web 瀏覽器的顯示語言 ............................................................................................. 241

10.8.

透過 FTP 下載本產品的資料 .................................................................................................. 242

10.8.1.

準備 ................................................................................................................................... 242

10.8.2.

下載方法 ............................................................................................................................ 242

10.9.

資料傳輸 ................................................................................................................................ 243

10.9.1.

步驟 ................................................................................................................................... 243

10.9.2.

取樣資料 ............................................................................................................................ 244

10.9.3.

測量資料區塊 ..................................................................................................................... 245

10.10.

遠程控制 ................................................................................................................................ 247

10.10.1.

開始/停止記錄 .................................................................................................................... 247

10.10.2.

開始/停止筆式記錄 ............................................................................................................. 248

10.10.3.

開始/停止送紙 .................................................................................................................... 249

10.11.

AD 計數值和測量值的關係 .................................................................................................... 250

10.12.

將 AD 計數值轉換成物理量.................................................................................................... 251

11.

保養·維護 ................................................................................................................................... 252

11.1.

記錄紙·印表機記錄資料的管理／處理 .................................................................................... 252

11.1.1.

記錄紙的更換與記錄紙餘量監視 ........................................................................................ 252

11.1.2.

記錄紙的保管 ..................................................................................................................... 252

11.1.3.

印表機部的錯誤 ................................................................................................................. 253

11.2.
11.2.1.

記錄資料備份 ......................................................................................................................... 253
內建 SSD 的錯誤 ............................................................................................................... 254

11.3.

顯示器的清掃 ......................................................................................................................... 254

11.4.

熱敏列印頭的清掃、壽命 ....................................................................................................... 254

11.4.1.

清掃 ................................................................................................................................... 254

11.4.2.

壽命 ................................................................................................................................... 254
16

1WMPD4004448D

目錄
11.5.

壓紙滾軸的保養 ..................................................................................................................... 254

11.6.

停電 ....................................................................................................................................... 255

11.7.

電池的更換............................................................................................................................. 255

11.8.

風扇的更換............................................................................................................................. 255

11.9.

廢棄本產品時的注意事項 ....................................................................................................... 255

11.10.

故障排除與檢查 ..................................................................................................................... 256

12.

規格 ........................................................................................................................................... 257

12.1.

普通規格 ................................................................................................................................ 257

12.1.1.

主機基本規格 ..................................................................................................................... 257

12.1.2.

普通規格 ............................................................................................................................ 258

12.2.

功能規格 ................................................................................................................................ 260

12.2.1.

測量功能 ............................................................................................................................ 260

12.2.2.

SSD 記錄 ........................................................................................................................... 260

12.2.3.

記憶體記錄 ......................................................................................................................... 261

12.2.4.

印表機記錄 ......................................................................................................................... 261

12.2.5.

觸發功能 ............................................................................................................................ 262

12.2.6.

波形監視器功能 ................................................................................................................. 263

12.2.7.

X-Y 波形............................................................................................................................. 264

12.2.8.

FFT 分析 ............................................................................................................................ 264

12.2.9.

設定·記錄管理 .................................................................................................................... 265

12.2.10.

介面規格 ............................................................................................................................ 266

12.2.11.

通訊 ................................................................................................................................... 267

12.2.12.

其他設定（維護·歷程記錄·版本管理） ............................................................................... 268

12.3.

模組規格 ................................................................................................................................ 269

12.3.1.

2ch 電壓模組（RA30-101） ............................................................................................. 269

12.3.2.

4ch 電壓模組（RA30-102） ............................................................................................. 270

12.3.3.

2ch 高速電壓模組（RA30-103） ...................................................................................... 271

12.3.4.

2ch AC 應變模組（RA30-104） ....................................................................................... 272

12.3.5.

16ch 邏輯模組（RA30-105） ........................................................................................... 273

12.3.6.

2ch 溫度模組（RA30-106） ............................................................................................. 274

12.3.7.

2ch 高電壓模組（RA30-107） ........................................................................................ 276

12.3.8.

2ch 頻率模組（RA30-108） ............................................................................................. 277

12.3.9.

2ch 加速度模組（RA30-109） ......................................................................................... 280

12.3.10.

遠端控制模組（RA30-112） ............................................................................................. 282

12.3.11.

4ch 電壓模組（RA30-113） ............................................................................................. 283

12.4.

外觀圖 .................................................................................................................................... 284

12.4.1.

主機外觀圖 ......................................................................................................................... 284

12.4.2.

2ch 電壓模組（RA30-101）外觀圖 .................................................................................. 285

12.4.3.

4ch 電壓模組（RA30-102）外觀圖 .................................................................................. 286

12.4.4.

2ch 高速電壓模組（RA30-103）外觀圖 ........................................................................... 287

12.4.5.

2ch AC 應變模組（RA30-104）外觀圖 ............................................................................. 288

12.4.6.

16ch 邏輯模組（RA30-105）外觀圖 ................................................................................ 289

12.4.7.

2ch 溫度模組（RA30-106）外觀圖 .................................................................................. 290

12.4.8.

2ch 高電壓模組（RA30-107）外觀圖 ............................................................................... 291

12.4.9.

2ch 頻率模組（RA30-108）外觀圖 ................................................................................... 292

12.4.10.

2ch 加速度模組（RA30-109）外觀圖 ............................................................................... 293

12.4.11.

遠端控制模組（RA30-112）外觀圖 .................................................................................. 294

12.4.12.

4ch 電壓模組（RA30-113）外觀圖 ................................................................................... 295

1WMPD4004448D

17

目錄
13.

選配部件 .................................................................................................................................... 296

13.1.

纜線類清單............................................................................................................................. 296

13.2.

探針·線夾清單 ........................................................................................................................ 297

13.3.

配件 ....................................................................................................................................... 298

13.4.

備件清單 ................................................................................................................................ 298

使用軟體的授權資訊 ...................................................................................................................................... 299

18

1WMPD4004448D

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.1.各部分的名稱

1. 各部分的名稱與功能概要
說明本產品各部分的名稱。

1.1.

各部分的名稱
正面
手柄（折疊式）SD 記憶卡插槽
USB

顯示器部

操作面板部

電源開關
角套

USB

LAN

SCREEN LOCK

影片輸出 DVI-D

KEY LOCK

COM
介面部

印表機部
輸入模組 (9 個插槽)

AC 電源插座

左側面

1WMPD4004448D

右側面

19

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.1.各部分的名稱

頂面
手柄（折疊式）

背面
支架

20

1WMPD4004448D

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.2.顯示器部

1.2.

顯示器部

本產品的顯示器部為帶觸控面板的 TFT 彩色液晶顯示器。

顯示器上會顯示波形監視器、設定按鍵，藉由直接觸碰面板進行設定。
波形監視器

側邊選單

波形捲動
點觸畫面進行
設定操作

捏合(縮小)／伸展(放大)波形
控制列

波形監視器：

可在波形監視器上觀測輸入訊號的狀態，重播記錄資料。透過捏和／伸展進行波形
的縮小／放大、波形捲動。

側邊選單：可進行顯示畫面切換、各輸入模組設定、記錄條件設定、收錄設定、觸發設定、數
位顯示等。

控制列：

控制列中提供波形監視器中常用的功能選單，例如取樣等的基本控制、快取縮圖顯
示、游標顯示、筆式記錄功能等。

Note
筆式記錄功能是模擬傳統的筆式記錄的運行，記錄至印表機的波形記錄用功能。
觸控面板使用靜電容量式觸控面板。若戴著手套等，可能出現無反應的情況。

1WMPD4004448D

21

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.3.操作面板

1.3.

操作面板
SD

① SD 記憶卡插槽將 SD 記憶卡用於儲存記錄資料等。
② USB
和 SD 記憶卡一樣，將 USB 記憶體等，用於儲存記錄資料。
③ 旋鈕
左右旋轉，用於選擇｢模組的量程｣和｢設定值｣等。
旋轉旋鈕有效時，旋鈕周圍的燈變為｢正常模式｣的藍色。
按下旋轉按鈕時，旋鈕周圍的燈變為｢微調模式｣的橙色。
再按一次旋鈕，旋鈕周圍的燈變為｢正常模式｣的藍色。
④

PRINT 鍵在測量狀態下按，就會開始筆式記錄，再按一次，就會記錄結束。
在重播狀態下按，就會列印監視器的游標 A 和 B 間的波形。
長按就能列印複製畫面(螢幕截圖)，或者以 png 檔案格式，儲存於主機和外部媒

PRINT

體。
TRIG

⑤

TRIG 鍵
按鍵之後，就會輸出強制觸發。
檢測到觸發後，TRIG LED 亮燈。

START

STOP
DISK

⑥

START 鍵開始記錄。

⑦

STOP 鍵結束記錄。

⑧ DISK 存取指示燈
正在存取主機 SSD(寫入、讀取)時，LED 亮燈。
⑨

電源

開關

開啟／關閉主機的電源。
要關閉時會顯示[關機] 畫面。請按下

確定

顯示[關機] 畫面時，再次按此開關，就會自動關機。

22

電源

鍵，完成關機處理。

1WMPD4004448D

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.4.介面部

1.4.

①

介面部

②

③

④

⑤

⑥

① KEY LOCK
將主機的操作面板按鍵操作設為無效，保護防止誤操作。
② SCREEN LOCK
將主機的觸摸面板按鍵操作設為無效，保護防止誤操作。
③ USB
用於儲存記錄資料等。支援 USB3.0。
④ LAN
用於從外部 PC 等，經由 LAN 遠端控制時。
⑤ DVI-D
影片輸出端子。

Note
開啟電源前，請連接外部監視器。
⑥ COM
用於從外部 PC 等，經由 RS-232C 遠端控制時。

1.5.

輸入模組部
本產品的輸入模組部可安裝最多 9 個模組。
各模組的使用方法請參閱「9. 選配模組的使用方法」以及「12. 規
格」。
Slot 1

普通的訊號輸入模組亦可安裝於 Slot 1 ～ Slot 9 的任何一個插槽。

Slot 2

依照測量對象，選擇、安裝模組。

Slot 3
Slot 4RA30-112（遠端控制模組）僅能安裝於 Slot 9。

Slot 5
Slot 6
Slot 7
Slot 8

輸入模組（9 個插槽）Slot 91WMPD4004448D

23

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.6.畫面與設定選單

1.6.

畫面與設定選單
波形監視器

側邊選單

控制列

1.6.1.

側邊選單
① 時鐘：

顯示當前時間② 測量／重播： 切換顯示波形
測量：
顯示現在的輸入波形。
重播：

顯示儲存資料的重播波形。

③ 記錄裝置：選擇要顯示的波形的記錄裝置
顯示 PRINTER・SSD・MEMORY 記錄的波形。

④ PAUSE：

波形監視器顯示期間，暫時停止波形。

⑤ TRIG.SYNC： 將記憶體記錄的輸入波形顯示與觸發同步更新。
⑥ CH：

開啟通道設定子選單，可進行通道設定、輸入數字顯示、觸發設定。

⑦ 設定：

開啟設定選單，進行本產品的詳細設定(記錄設定、主機設定、管理)。

⑧ SSD：

顯示內建 SSD 的剩餘容量。殘量低於 30%，就會以紅色顯示。

⑨ PAPER：

顯示印表機部的記錄紙剩餘量。記錄紙的殘量低於 30%，就會以紅色顯
示。長按進行記錄紙的類別（捲紙、折疊紙）與使用量的初始化設定。更換記錄紙時，請長按此鍵，將記錄紙剩餘量初始化。

⑩ SD / USB：

插入 SD 記憶卡的情況下，顯示[SD]；插入 USB 隨身碟的情況下，顯示[USB]；
插入雙方的情況下，顯示[SD / USB]。

⑪ KEY：

主機側面的 KEY LOCK 開關設定為 ON，操作面板的鍵操作為關閉的情況
下，會顯示。

⑫ SCREEN：

主機側面的 SCREEN LOCK 開關設定為 ON，顯示器的觸控面板為無效的
情況下，會顯示。

⑬R&D / MFG： 依測量模式而定，顯示[R&D]或[MFG]。
MFG 模式的情況下，顯示資料傳輸的狀態(● / ■ / □ / ! )。

24

1WMPD4004448D

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.6.畫面與設定選單

1.6.2.

控制列

控制列中提供波形監視器中常用的功能選單，例如取樣等的波形顯示控制、快取縮圖顯示、游標顯示、筆式記錄器功能等。
點觸控制列右端的⑦顯示切換

按鍵，將按以下順序切換功能。

筆式記錄

僅在選擇印表機記錄時有效。

波形

快取縮圖

⇒

⇒

游標

筆式記錄

⇒

波形

①
①

②

②

③

④

取樣速度

： 選擇取樣速度。各記錄裝置的速度表有所不同。

印表機記錄

：

1 kS/s (100 ms/div)～

10 S/s (10 min/div)、EXT.（外部取樣）

SSD 記錄
記憶體記錄：

1 MS/s (100 μs/div)～

10 S/s (10 min/div)、EXT.（外部取樣）： 20 MS/s (5 μs/div)～

10 S/s (10 min/div)

資料格式： 從 NORMAL／P-P，選擇其中一種記錄資料的格式。
印表機記錄時，僅 P-P 有效。
記憶體記錄時，僅 NORMAL 有效。

③

波形格式

： 從 Y-T／X-Y／FFT，選擇波形格式。

X-Y 顯示以及 FFT 分析，在 SSD 記錄設定時有效。

④

選擇頁面

： 選擇顯示於畫面的波形的組合。

⑦

顯示切換

： 切換

波形 ／ 快取縮圖 ／ 游標 ／ 筆式記錄 。

快取縮圖

請參閱｢7.2.2. 快取縮圖｣。

游標請參閱｢7.2.3. 游標｣。

筆式記錄請參閱｢6.2.2 筆式記錄｣。

1WMPD4004448D

25⑦

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.6.畫面與設定選單

重播時的控制列點觸側邊選單的

①

①

②

重播

按鍵後，本產品將變為重播模式，控制列也將切換為重播用選單。

②

③

④

⑤

⑥

取樣速度

： 顯示已記錄的資料的取樣速度。

印表機記錄

：

1 kS/s(100 ms/div)～

10 S/s (10 min/div)

SSD 記錄
記憶體記錄：

1 MS/s (100 μs/div)～

10 S/s (10 min/div)： 20 MS/s (5 μs/div)～

10 S/s (10 min/div)

資料格式： 以 NORMAL／P-P 其中一種，顯示已記錄的資料的格式。

⑦

印表機記錄時，僅 P-P。
記憶體記錄時，僅 NORMAL。
③

波形格式： 從 Y-T／X-Y／FFT，選擇波形格式。

X-Y 顯示以及 FFT 分析，在 SSD 記錄設定時有效。

④

選擇頁面

： 選擇顯示於畫面的波形的組合。

⑤

資料： 選擇、重播顯示已記錄資料（重播資料）。

⑥

資料資訊

： 顯示目前顯示的重播資料的資訊。

⑦

顯示切換

： 切換

波形 ／ 快取縮圖 ／ 游標 ／ 筆式記錄

26

的功能。

1WMPD4004448D

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.7.主機畫面的輸入操作

1.7.

主機畫面的輸入操作

1.7.1.

旋鈕

透過左右旋轉，能夠變更數值和選擇。
旋鈕周圍亮燈時有效。藍色為｢正常模式｣、橙色為｢微調模式｣。
按下旋鈕，能夠切換模式。

旋轉變更設定。

按下切換模式。

正常模式

微調模式

點觸設定項目，使旋鈕周圍的燈變成藍色。

1.7.2.

數值輸入對話框能夠以數字鍵盤，輸入要設定的數值。

①②
長觸數值設定項目，顯示數值③④

輸入對話框。
⑥⑦⑤⑧

輸入數值，點觸確定。

⑨

1WMPD4004448D

27⑩

1.各部分的名稱與功能概要 － 1.7.主機畫面的輸入操作① 最大值：

顯示可輸入的最大值。

② 最小值：

顯示可輸入的最小值。

③ 顯示窗：

顯示輸入數值。

④ 接頭語：

從 G、M、k、(無)、m、µ、n，選擇用於輸入數值的接頭語。

⑤ 輸入鍵：

在文字游標位置，輸入小數點、指數標記的 E、加號、減號。

⑥ 清除：刪除顯示窗內的字元。

⑦ 退回：

刪除文字游標位置左側 1 個字元。

⑧ 操作輸入位置：將文字游標位置向左、右移動。

⑨ 確定：

反映輸入數值，關閉對話框。

⑩ 取消：

不反映輸入數值，關閉對話框。

1.7.3.

選擇調色盤對話框

能夠從清單選擇選擇項目設定。

點觸想要設定的項目。

長觸選擇設定項目，顯示選擇調色盤對話框。

1.7.4.

軟式鍵盤能夠使用軟式鍵盤，輸入文字。

在選擇文字輸入處的狀態下點觸，就會顯示軟式鍵盤。

28

1WMPD4004448D

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前

2. 測量準備
2.1.

電源開啟前

說明使用本產品前的準備及注意事項。

2.1.1.

本產品的設置、使用環境

請在平坦的水平場所使用本產品。
使用印表機時，如右圖所示，請在設置時確保記錄紙水平送出。

注意
設置場所相關的注意點
請於符合電氣測量儀器的安全規格 EN61010-1 的設置類別Ⅱ(CATⅡ)的地方，使用本產品。
本產品為污染度 2 的產品。
請在以下運行環境中使用本產品。
運行溫度範圍：0 ～ 40 °C、運行濕度範圍：35 ～ 85 %RH(無凝結水滴)。

請勿在以下場所使用本產品。另外，使用時請同時充分注意本產品的周圍等。
會因陽光直射或取暖設備等而出現高溫或高濕的場所、會出現凝結水滴的場所。
會被水淋到的場所。
存在鹽分、油、腐蝕性氣體的場所。
灰塵較多的場所。
震動劇烈的場所。
存在較強電磁場的場所。
為了防止本產品內部的溫度上升，本產品設有通風孔。
請切勿採取將本產品周邊圍起來或周邊放置物品堵塞通風孔的行為。否則可能導致本產品內部溫度
異常上升，引發故障。

吸氣
排氣

吸氣
請勿將紙張等易燃物品放置在本產品附近。

1WMPD4004448D

29

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前警告
請務必先取下所有連接至模組的纜線，關閉主機的電源開關，拔掉電源纜線後再實施｢模組的裝卸、更換｣。
請沿著導軌插入「模組」，以十字螺絲起子確實固定 2 處的滾花螺絲。模組若安裝不到位，可能導致
故障。
｢拆解模組｣十分危險。還可能導致故障、無法保證性能等，因此除本公司以及本公司指定的服務人
員之外，禁止實施拆解。
｢不安裝模組的空插槽｣請務必裝上空槽蓋板。否則可能因異物或塵埃進入等而導致故障。（空槽蓋板安裝在 RA 系列主機上出貨。）｢模組儲存｣時可能因靜電而導致故障，因此請採用與出貨狀態相同的方式，放入防靜電塑膠袋中，用包裝箱儲存。本產品的儲存環境範圍為-20 ～ 60 °C、20 ～85 %RH(無凝結水滴)。
｢本模組的測量類別｣為類別Ⅱ(CATⅡ)(300 V)。在超出模組規格的 CATⅢ和 CATⅡ(600 V)等測量類
別，無法使用。
請將安裝中的 RA 系列主機的電源纜線，連接至 3 極電源插座，確實接地，開啟主機的電源之後，再｢將輸入訊號連接至模組｣。
預測也可能出現已經施加高電壓作為輸入訊號的情況。請將模組的測量量程設為最大，並將輸入纜
線連接到模組上，然後再連接至訊號源。另外，連接至訊號源時，為了防止觸電，請勿直接接觸導體部。
備有各模組專用的｢輸入纜線｣，以滿足測量類別和絕緣耐壓等規格。請使用符合測量需求的專用輸
入纜線。

注意｢運輸本產品、模組｣時，請使用最初您收到時的包裝箱與包裝材料，或是使用與其同等或以上的包裝箱與包裝材料進行運輸。
｢為了維持本產品的精度｣，建議您定期校正。透過每年一次定期校正（收費），可實現高可靠性的測量。

30

1WMPD4004448D

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前

2.1.2.

可选模块的安裝

安裝步驟
步驟 1.

關閉電源。

步驟 2.

拔掉電源纜線。

步驟 3.

請抓住兩端的把手，沿著導軌筆直插入模組。請確保模組的形式為操作面板側。

步驟 4.

請以十字螺絲起子(編號.2)，確實鎖緊兩端的螺絲。

拆卸步驟
步驟 1.

關閉電源。

步驟 2.

卸下連接的輸入纜線。

步驟 3.

拔掉電源纜線。

步驟 4.

以十字螺絲起子，鬆開兩端的螺絲。

步驟 5.

請抓住兩端的把手，沿著導軌筆直拔出模組。

步驟 6.

不使用時，安裝空槽蓋板。

1WMPD4004448D

31

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前

2.1.3.

記錄紙安裝

下面說明將記錄紙安裝到印表機部的步驟。
在本產品上安裝記錄紙。記錄紙分為捲紙和折疊紙。
關於安裝折疊紙，請參閱「折疊紙(記錄紙)的安裝步驟」。

注意｢本產品及使用的記錄紙｣請務必使用本公司專用的記錄紙（捲紙為 YPS106、YPS108；折疊紙為
YPS112）。使用其他記錄紙的情況下，無法保證記錄品質，像是送紙發生異常，或者列印品質低下等。
｢新的捲紙｣的記錄紙前端的膠布固定部分可能不顯色，請避免使用。

打開印表機蓋時，請向上拉開合桿。
開合桿
記錄紙排出口
印表機蓋
折疊紙插入口捲紙(記錄紙)的安裝步驟步驟 1.

將記錄紙支架安裝於記錄紙。
將附屬的記錄紙支架切實插入記錄紙兩端。記錄紙與記錄紙支架之間存在間隙時，可能會無法安裝記錄紙，或是記錄位置有偏差。記錄紙和記錄紙支架之間有縫隙時，可能無法安裝記錄紙，或者記
錄位置會有偏差。
安裝使用過的記錄紙時，如圖所示將記錄紙前端切掉，會更容易將記錄紙抽出。
捲紙中，卷的內側是背面，外側是用於記錄的熱敏面。

32

1WMPD4004448D

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前步驟 2.

向上拉起印表機部的開合桿，打開印表機部。

向上提起印表機的開合桿。
記錄紙導軌部（U 形槽）
壓紙滾軸（黑色滾軸）記錄紙排出口步驟 3.

將記錄紙沿著本產品的導軌部放入，將記錄紙支架按壓安裝，直至發出安裝聲。

Note請讓記錄紙的熱敏側向外，注意捲繞方向安裝。若安裝方向反，將無法列印。
若記錄紙安裝不到位，可能會發生列印不良、記錄紙扭曲等。
注意記錄紙捲繞方向
安裝時確保熱敏面在上面
按入印表機部的記錄紙導軌中

步驟 4.

將記錄紙導向記錄紙排出口。
從印表機部的壓紙滾軸（黑色滾軸）上方，將記錄紙從印
表機蓋的記錄紙排出口插入，抽出 10 cm 左右。

步驟 4-1. 從壓紙滾軸上方，將記錄紙導向記錄紙排出口。
步驟 4-2. 從記錄紙排出口，將記錄紙抽出 10 cm 左右。

記錄紙

步驟 5.

闔上印表機蓋。
抽出記錄紙後，用雙手按住印表機蓋的兩端，切實關閉（發出咔嚓音）。記錄紙請垂直拉出，不要有彎曲。若不切實按壓印表機蓋兩端就開始使用，將無法正常記錄。

1WMPD4004448D

33

壓紙滾軸

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前

折疊紙(記錄紙)的安裝步驟本產品能夠使用折疊紙(YPS112)，但是使用時，需要選配的折疊紙收納箱(RA30-551)。

YPS112

《折疊紙》

200 m

長度：

30 cm
在各頁上列印頁面編號(669 ～ 000)，以便了解記錄紙剩餘量。
折疊寬度：

折疊紙儲存箱：RA30-551
約 3 kg
約 300 g

折疊紙適配器：約 200 g《折疊紙收納箱》
折疊紙收納箱：折疊紙收納箱折疊紙儲存箱折疊紙適配器下面說明在本產品上安裝折疊紙時的步驟。
步驟 1.

將本產品放在折疊紙收納箱上。
將折疊紙收納箱的開口部與印表機部對準同一方向，將箱子的固定孔與本產品的腳對齊。

開口部

步驟 2.

折疊紙收納箱將折疊紙放入收納箱。

步驟 2-1.打開折疊紙的箱子，取出內容物。折疊紙使用透明塑封包裝，因此請開封，取下折疊紙上的瓦楞紙。
請使用放置折疊紙的箱子的上蓋作為記錄紙接收箱。
上蓋(作為記錄紙接收箱使用)

瓦楞紙(白)

34

1WMPD4004448D

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前步驟 2-2. 將折疊紙的熱敏面側（記錄紙端列印有水藍色數字側）向上，和下方的底紙一起放入折疊紙儲存
箱。
熱敏面

折疊紙儲存箱步驟 2-3. 為了讓折疊紙的熱敏面在上側，連同儲存箱從折疊紙收納箱開口部插入。
熱敏面

步驟 3.

折疊紙收納箱將印表機蓋的開合桿往上拉起，打開印表機部。
打開印表機蓋後，將從折疊紙收納箱中抽出的折疊紙從
印表機蓋下側的記錄紙插入口插入。

印表機蓋

從印表機蓋下側的記錄紙插入口插入記錄紙
折疊紙

步驟 4.

將折疊紙捲繞在折疊紙適配器。
如圖所示，將從印表機蓋的記錄紙插入口插入的折疊
紙捲繞到折疊紙適配器上。

記錄紙路徑
至壓紙滾軸
折疊紙適配器從折疊紙插入口插入的折疊紙
張力桿

1WMPD4004448D

35

中央側旋鈕

2.測量準備 － 2.1.電源開啟前
步驟 5.

將折疊紙適配器安裝於印表機蓋的記錄紙導軌部。
將捲繞折疊紙的折疊紙適配器調整至中央側旋鈕向下的方向，從
上至下插入本產品的記錄紙導軌部(U 形槽)中，按壓直至聽到｢咔
嚓｣音。
張力桿

步驟 6.

抽出折疊紙。
將捲繞於折疊紙適配器的折疊紙，穿過張力桿下方，抽出 10 cm
左右。

步驟 7.

將折疊紙導向記錄紙排出口。
將捲繞於折疊紙適配器的折疊紙，從印表機部的壓紙滾軸（黑色滾軸）上方，從印表機蓋的記錄紙排出口插入，抽出
10 cm 左右。
壓紙滾軸

步驟 8.

闔上印表機蓋。
穿好折疊紙後，將折疊紙筆直抽出，確保沒有彎曲，然後按壓切
實關閉印表機蓋。

Note

請使用放置折疊紙的箱子的上蓋作為記錄紙接收箱，放置在本產品的印表機側。在該接收箱中有 1～2 頁
左右的記錄紙折疊好的狀態下使用，相對較為容易折疊。另外，印出的折疊紙會隨著自然落下而折疊。受濕度、設置方法等設置環境的影響，可能出現不折疊的情況，敬請了解。

2.1.4.

連接外部機器本產品的 DVI-D、LAN、COM，請在啟動電源前，連接外部機器。

Note
啟動電源後，插拔 DVI-D 線，畫面就會隱藏，無法操作。

36

1WMPD4004448D

2.測量準備 － 2.2.開啟／關閉電源

2.2.

開啟／關閉電源

2.2.1.

AC 電源線的連接

將 AC 電源線連接至本產品前，請務必確認以下事項。
請確認供電電源是否符合額定銘板所述額定值。
請確認模組切實安裝到位。

警告本產品電源接通前，請務必實施接地保護。
為了您安全使用本產品，保護您的人身安全以及周圍設備安全，保護接地是必須的。
如果將的 AC 電源線，連接至帶保護接地端的 3 極電源插座，就會自動接地。
請勿使用無接地的延長線。
不使用適用於 AC 電源線的電源插座而無法接地時，請勿使用本產品。

2.2.2.
步驟 1.

電源開啟步驟
進行下列檢查。
<接通電源前的檢查項目>
是否將本產品設置在安全的場所?
使用環境是否符合要求？
觸控面板上是否放有筆記用具、工具等物品？

步驟 2.

確認上述檢查項目全部正常之後，將 AC 電源線的入口側，連接至本產品的 AC 插座。

步驟 3.

將 AC 電源線的插頭，連接至電源插座。

帶接地端子的電源插座

將入口側
連接至 AC 插座

將插頭連接至插座AC 電源線

1WMPD4004448D

37

2.測量準備 － 2.2.開啟／關閉電源步驟 4.

開啟本產品的電源開關。
按下本產品操作面板部的電源

開關後，綠色 LED 亮燈，

電源開啟。

Note

將 AC 電源線連接至電源插座後，本產品中即會流通待機電流。
長時間不使用時，請拔下電源線。
電源

2.2.3.

開關

正常啟動確認開啟電源後，約 1 分鐘後會顯示 RA3100 的監視畫面。

Note
在顯示波形監視器前，請勿觸碰觸摸面板。可能導致誤動作。
剛購買時，主機初始化後所有通道全部為測量關閉，不會顯示波形。

2.2.4.

時鐘設定

畫面右上角會顯示現在時間，但若與實際的時間存在較大偏差，請設定時間。
請參閱｢8.3.1. 環境｣。

時鐘

2.2.5.

為了執行高精度測量的準備

為了執行高精度測量，請在接通電源後暖機約 60 分鐘內。
暖機後，請執行輸入模組的｢調零｣。
請參閱｢4. 測量的設定｣。透過以上操作，測量前的準備完成。

2.2.6.
步驟 1.

電源關閉步驟
在電源開啟的狀態下，按操作面板部的電源

開關，就會開始

關機（結束處理）， [關機]對話框顯示於畫面中央。若要直接結
束，點觸

確定

鍵。若不關閉電源繼續使用，請點觸

取消

鍵。
此外，顯示[關機]對話框時，再次按

電源

開關，就會自動關機。

注意
若不進行關機，直接從電源插座拔掉電源線，關閉電源，主機內部的檔案可能損壞，請務必進行關機，
關閉電源。
38

1WMPD4004448D

3.測量的流程 － 3.1.測量的流程

3. 測量的流程本產品按以下步驟進行輸入訊號的記錄與重播。

3.1.

測量的流程

電源接入前的確認｢2 章｣

和電源接入。

選擇測量模式。

降低測量量程，｢4.1 章｣｢4.2 章｣連接訊號。

一面看監視器波形，

選擇研究開發者專用「R&D 模式」或製造業專用「MFG 模式」。

若輸入超過各輸入模組規定的最大值的輸入電壓，可能導致故障。請勿
超過最大輸入電壓。

｢4.3 章｣一面設定輸入 CH。

選擇記錄方式。

請確認是否將本產品設置於安全的場所，附屬品的安裝等是否正確。

將輸入 CH 設定為想要記錄的條件。設定測量量程、濾波器、顯示位
置、顯示範圍等時間軸方向的取樣速度。

｢4.4 章｣選擇僅記錄至記錄紙，或者記錄至檔案和記錄紙。

從記錄時間、輸入訊號的變化速度(頻率)、記錄後有無分析等方面設定
配合測量對象，設定記錄裝置、｢4.5 章｣

取樣速度。

觸發設定。

記錄開始與結束。

重播與分析。

｢5 章｣

｢6 章｣

｢7 章｣

儲存的記錄裝置、取樣速度。
印表機：低速、僅波形記錄的長時間測量

SSD
記憶體

：中速、多用途、長時間測量：高速、過度現象、突發現象的放大顯示

設定作為記錄開始的觸發。

按操作面板的START

鍵，就會記錄測量開始，指定時間、記錄資

料數，或者按STOP鍵，測量就會結束。

按側邊選單的重播

鍵，重播記錄資料；

按控制列的
按控制列的

1WMPD4004448D

資料
X-Y

39

鍵，選擇資料；鍵、 FFT鍵，分析資料

4.測量的設定 － 4.1.選擇測量模式

4. 測量的設定
4.1.

選擇測量模式從具有各種功能，汎用性卓越的研究開發者專用「R&D 模式」和對於部分功能設限，提升資料傳輸功能
和記錄開始停止的響應速度的製造業專用「MFG 模式」中選擇測量模式。

Tips
推薦 R&D 模式給一面記錄，一面調整波形的分析和設定的客戶；推薦 MFG 模式給以固定的設定，連續記錄的客戶。

4.1.1.

特長

R&D 模式9 種記錄模式(啟動觸發、間隔等)
同時記錄至 3 個記錄裝置(印表機、SSD、記憶體)
XY、FFT 的波形顯示
暫停和放大/縮小顯示波形
重播和搜尋記錄的資料

MFG 模式
傳輸測量資訊至外部(TCP/UDP)
提升記錄開始停止的響應速度

4.1.2.

記錄

測量模式的功能差異
R&D 模式

MFG 模式

記錄模式

共9種

2種

印表機記錄

〇

〇

SSD 記錄

〇

〇

記憶體記錄

〇

×

筆式記錄

〇

〇

正常速度

高速

Y-T 波形〇〇X-Y 波形〇×

FFT 波形〇×捲動 Y-T 波形的時間軸〇×重播畫面(重播、搜尋記錄資料等)〇×

暫停(游標、放大/縮小)

〇

×

快取縮圖

〇

×

資料傳輸

×

〇

記錄開始停止的響應速度

波形

功能

※2

※1
※1

※1

※1 透過通道的測量 ON/OFF，重新描繪波形畫面，測量資料暫時缺損。
※2 僅正常速度、啟動觸發

40

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.1.選擇測量模式

4.1.3.

選擇方法點觸側邊選單的 設定，就會顯示設定畫面。

點觸 R&D 或 MFG ，選擇測量模式。

1WMPD4004448D

41

4.測量的設定 － 4.2.降低輸入靈敏度，連接輸入纜線

4.2.

降低輸入靈敏度，連接輸入纜線

步驟 1.

將側邊選單的步驟 2.

點觸側邊選單的

步驟 3.

點觸 CH 設定子選單的

測量／重播
CH

切換鍵，切換成

測量 ，就能即時顯示，確認輸入的訊號。

鍵，就會顯示[CH 設定子選單]。
測量量程

鍵，鍵的外框就會變成橙色。

旋鈕周邊的燈變為藍色，可使用旋鈕進行變更。
步驟 4.

請將旋鈕向左旋轉，將輸入靈敏度調至最低。
(將旋鈕向右旋轉，靈敏度就會上升。）

CH 設定子選單
左旋轉
靈敏度降低

右旋轉
靈敏度上升

橙色

藍色
旋鈕

選擇鍵，
鍵的外框變成橙色，旋鈕的周圍變成藍色，能夠透過旋鈕變更。

步驟 5.

若要變更顯示通道，點觸 CH 設定子選單的

CHx

步驟 6.

若要變更輸入模組的顯示插槽，能夠左右撥動[CH 設定子選單]，或者點觸上方的

標籤。
＜ 、 ＞

鍵變

更。
步驟 7.

將絕緣 BNC 纜線（標準），連接至輸入模組的 BNC 端子。

42

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.2.降低輸入靈敏度，連接輸入纜線

警告
請勿向輸入模組輸入超過最大允許輸入電壓、耐電壓的過大輸入電壓。

至訊號源

1WMPD4004448D

434.測量的設定 － 4.3.輸入通道的設定

4.3.

輸入通道的設定

4.3.1.

CH 設定子選單（RA30-101 的情況下）①②②③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH。

③③④ 測量 ON/OFF
進行輸入訊號的測量、記錄。
ON：

④

⑤

⑥

⑦

⑥ 輸入耦合： 按 DC → GND → AC 的順序切換輸入訊號的耦
合。

⑧

⑨

⑦ 測量量程： 變更輸入通道的測量量程。
點觸鍵，旋鈕就會變成有效(LED 亮燈)，旋轉旋

⑩

⑪

⑫

⑬

⑩ 顯示位置： 指定將在顯示範圍中指定的波形顯示區域顯示在波
形監視器上的哪個位置。將各圖表的整個範圍視為⑭⑮

100%時，以從圖表下部開始的%，指定顯示範圍的
中心位置。

⑯

⑰

① 插槽編號、輸入模組類型。

② 插槽變更： 點觸向左 ＜ 鍵、向右 ＞
子選單，顯示插槽便會變更。

⑤ 色彩：

鍵，或左右撥動變更波形監視器的顯示色彩。

鈕，變更量程。
⑧ L.P.F.：變更輸入通道的低通濾波器。點觸鍵，旋鈕就會變
成有效(LED 亮燈)，旋轉旋鈕，變更濾波器。

⑨ A.A.F.：

進行輸入通道的抗混疊濾波器的 ON/OFF 設定。

⑱⑪ 顯示範圍： 指定各圖表的振幅方向的顯示寬度。
將各圖表的整個範圍視為 100%，以%指定顯示寬度(點觸鍵，以旋鈕選擇)。
例）若指定為 50%，則整體寬度 20 div 之中，波形顯示為 10 div。
⑫ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值(刻度值)(透過點觸按鍵、旋鈕選擇)。
⑬ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值(刻度值)(透過點觸按鍵、旋鈕選擇)。
⑭ 頁面：

對設定中的通道的監視器顯示、印表機列印頁面進行設定。

⑮ 圖表：

設定圖表。
點觸鍵，旋轉旋鈕，就會變成有效(LED 亮燈)，旋轉旋鈕，變更圖表。

⑯ 波形顯示： ON 為顯示波形，OFF 為不顯示。
⑰ 調零：

取消輸入通道的內部偏移。透過執行調零，可實現更加準確的測量。

⑱ 可測量範圍/測量值：顯示輸入值的可測量範圍和值。

44

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.3.輸入通道的設定

4.3.2.

設定輸入 CH訊號連接至輸入模組後，監視器上將會顯示輸入波形。
｢設定輸入通道｣步驟整體如下。各步驟的詳細訊息請參照以下。
步驟 1.

設定輸入耦合。（輸入模組為電壓模組時）步驟 2.

配合測量對象，設定測量量程。

步驟 3.

設定輸入濾波器。

步驟 4.

設定波形分割。

步驟 5.

設定顯示範圍、顯示位置。

步驟 6.

設定顯示最小、顯示最大。

步驟 7.

執行調零。

步驟 1.

設定輸入耦合的說明

可使用 CH 設定子選單的
點觸

輸入耦合

輸入耦合

鍵，選擇輸入的耦合。

鍵，旋轉旋鈕即可按 DC → GND → AC 的順序變更設定。

耦合
DC
AC
GND

步驟 2.

內容
能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
僅測量輸入訊號的 AC 成分。消除訊號的 DC 偏移進行測量，因此在想要僅測量交流
訊號振幅時設定。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

設定測量量程的說明

使用 CH 設定子選單的

測量量程鍵，可變更輸入靈敏度。

測量量程中顯示的值(RANGE)，代表輸入(測量)最大值，相當於波形監控器的 10 div。顯示位置為 50%
時，將會顯示±RANGE 的全部測量範圍(20 div)。
點觸 CH 設定子選單的

測量量程鍵，外框會變為橙色，旋鈕周邊的燈變為藍色，可使用旋鈕進行變更。
向左旋轉旋鈕則靈敏度下降，向右旋轉旋鈕則靈敏度上升。
根據輸入模組的類型不同，測量量程的設定值有所差異。

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

1WMPD4004448D

454.測量的設定 － 4.3.輸入通道的設定

步驟 3.

濾波器設定的說明

設定選擇通道的濾波器。
過濾掉不需要的高週波成分與噪聲。根據輸入模組的類型不同，濾波器有所差異，因此請根據輸入訊號的
特性，配合測量進行設定。
低通濾波器(L.P.F.)
這是具有緩和的衰減特性的濾波器。請依據輸入訊號的頻率，設定過濾頻率。
抗混疊濾波器(A.A.F.)
這是具有急劇的衰減特性的濾波器。設定為 ON 時，會自動設定濾波器，確保不會因取樣速度而產生 A/D
資料的混疊。

步驟 4.

圖表分割設定的說明

在 Y-T 波形監視器內，將通道的波形可顯示區域，稱為圖表。
能夠將此圖表分割成 1 ～ 18 張圖表。

→

1 張圖表

4 張圖表

圖表 1

圖表 2

圖表 3

圖表 4

46

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.3.輸入通道的設定

步驟 5.

顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明

顯示多個通道時，可能出現波形重疊而難以識別的情況。透過在測量量程中降低輸入靈敏度縮小振幅、變
更顯示位置，波形會不再重疊，變得容易識別，但這種情況下數據的解像度會降低。利用顯示範圍與顯示
位置設定，可在不降低所顯示的通道的資料解像度的情況下，變更波形振幅方向上的顯示倍率與顯示位置。
顯示範圍： 圖表內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度將各圖表的縱向整個範圍視為 100%時，以%指定顯示寬度。
例）若指定為 40%，則整體寬度 20 div 之中，波形顯示縮小為 8 div。
顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍的波形顯示區域，顯示在圖表的哪個位置。將各圖表的縱向整個範圍視為 100%時，以從圖表下部開始的%，指定顯示範圍的中心位置。
點觸

顯示範圍

鍵、 顯示位置

鍵後，旋鈕變為有效，旋轉旋鈕變更設定。另外，長按按鍵將會顯示

數字鍵盤，可直接輸入數值。
輸入通道的顯示範圍、顯示位置關係100%

圖表
(波形顯示區域)（顯示範圍的中心位置）
顯示範圍 整體的 N%
將整體視為 100%

自顯示位置下方起 X%
0%

1WMPD4004448D

47

4.測量的設定 － 4.3.輸入通道的設定

步驟 6.

顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明

輸入訊號的振幅相對所設定的量程較小時，可能出現訊號變化不易識別的情況。
這種情況下，變更顯示範圍的上限值和下限值的刻度，可以擴大所顯示的訊號的振幅。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
顯示最大

顯示最小

可透過點觸按鍵後，旋鈕變為有效，旋轉旋鈕來變更設定值。另外，長按按鍵將會顯示數字鍵盤，可直接輸入數值。
輸入通道的顯示最大與顯示最小
圖表
顯示最大
顯示範圍

顯示最小
顯示位置

Note
提升測量量程的靈敏度，加大振幅的情況下，只要輸入訊號的振幅稍微變大，就可能變成超量程，無法讀
取輸入的最大值等。
透過刻度變更放大顯示時，記錄資料可以在測量量程內最大記錄到所設定的值，僅放大顯示。

步驟 7.

調零的說明

電源接入後，隨著時間的經過本產品的內部溫度上升，輸入模組內發生溫度漂移，這會導致測量資料誤差。
透過執行調零，可消除這些誤差。
為了實現誤差少的測量，請在電源接入後設置 60 分鐘的暖機時間，點觸 CH 設定子選單的

調零鍵，

消除輸入的漂移，然後再開始使用。另外，根據輸入模組的類型，部分類型中可能未安裝本功能。

Note
本功能是消除內部的偏移、漂移的功能，並非消除輸入訊號的偏移。

48

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.4.選擇記錄方式

4.4.

選擇記錄方式依將測量資料存檔，或者不儲存，選擇不同的記錄方式。

4.4.1.

僅記錄至記錄紙

不儲存於檔案，僅記錄於記錄紙的情況下，進行「筆式記錄」。
請參閱｢6.2.2. 筆式記錄｣、｢6.2.3. 列印文字的功能」。

4.4.2.

記錄至檔案和記錄紙

進行測量資料的存檔及記錄至記錄紙。
能夠進行下列事項。
9 種記錄模式（啟動觸發、間隔等）
同時記錄至 3 個記錄裝置（印表機、SSD、記憶體）
即時波形列印的 ON/OFF
透過 18 個觸發源的記憶體觸發的記憶體記錄
透過任意時間點的啟動觸發的記錄開始請參閱「6.3. 記錄開始與結束」。

1WMPD4004448D

49

4.測量的設定 － 4.5.記錄設定

4.5.

記錄設定

4.5.1.

取樣速度設定波形監視器上會顯示所選擇的記錄裝置（PRINTER、SSD、MEMORY）中記錄的波形的示意圖。
控制列左端顯示選擇中的記錄裝置所記錄的示意圖波形的取樣速度。

所選擇的裝置中記錄的波形
的示意圖會顯示在監視器上。

點觸後，將會顯示可選擇的取樣速度表。

點觸取樣速度後，將會顯示在此將表格左右拖動，會顯示隱藏的

速度下取樣的波形。

速度表。

決定好取樣速度後，點觸右端的確定

鍵，關閉表格。

50

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.5.記錄設定

4.5.2.

記錄裝置的取樣速度記錄裝置有 PRINTER、SSD、MEMORY 等 3 種。
各裝置的取樣速度設定範圍與特徵如下。
設定範圍

100 ms/div (1 kS/s) ～ 10 min/div (10 S/min)、EXT.（外部取樣）
低速、長時向印表機進行波形記錄。
直接向記錄紙進行波形記錄，因此輸入訊號的確認容易，適用於觀察長時間的傾

PRINTER特徵向。
記錄資料在內部以 20 MS/s 取樣，並以 P-P 資料進行波形記錄，因此高速訊號
也可以無遺漏地記錄。

設定範圍

100 μs/div (1 MS/s) ～ 10 min/div (10 S/min) 、EXT.(外部取樣)
中速、長時向 SSD 進行記錄。
記錄資料可選擇 NORMAL/P-P。

SSD

特徵

以 NORMAL 資料記錄的情況下，除了正常的 Y-T 波形之外，亦可進行 FFT 分
析、X-Y 波形顯示。
P-P 資料時，可使用印表機無法記錄的速度長時間記錄資料。

設定範圍

5 μs/div(20 MS/s)～

10 min/div (10 S/min)

高速取樣並將資料記錄至內建記憶體。
MEMORY檢測到預先設定的觸發條件後，向記憶體記錄，記錄了指定的樣本數後自動停特徵止。
記錄資料僅限 NORMAL。
適用於輸入的突發訊號、升起、下降時間、訊號間的延遲測量。

關於 NORMAL / P-P 取樣，請參閱「10.2. 取樣的資料格式」。印表機的取樣速度和傳統產品的送
紙速度（走紙速度 mm/s）的對比，請參閱「10.3.3. 取樣速度和送紙速度的關係」。

Tips

測量通道數量為 19ch 以上的情況下，MEMORY 記錄的取樣速度上限為 10 MS/s。設定為 20 MS/s 的情況下，自動變更為 10 MS/s。

1WMPD4004448D

51

4.測量的設定 － 4.5.記錄設定

4.5.3.

最長可記錄時間內建 SSD 為空白狀態時的最長可記錄時間顯示於下列。

4.5.3.1. 印表機記錄
取樣速度

測量通道數量

1kS/s

1 CH
100天

2 CH
100天

8 CH
85天 12小時

18 CH
39天 7小時

36 CH
19天 22小時

500S/s

100天

100天

100天

78天 14小時

39天 20小時

200S/s

100天

100天

100天

100天

99天 14小時

100S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/s

100天

100天

100天

100天

100天

20S/s

100天

100天

100天

100天

100天

10S/s

100天

100天

100天

100天

100天

5S/s

100天

100天

100天

100天

100天

2S/s

100天

100天

100天

100天

100天

1S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/min

100天

100天

100天

100天

100天

20S/min

100天

100天

100天

100天

100天

10S/min

100天

100天

100天

100天

100天

4.5.3.2. SSD 記錄(Normal)
取樣速度

測量通道數量1MS/s

1 CH
17小時 26分

2 CH
11小時 37分

8 CH
3小時 52分

18 CH
1小時 50分

36 CH
56分 35秒

500kS/s

1天 10小時

23小時 15分

7小時 45分

3小時 40分

1小時 53分

200kS/s

3天 15小時

2天 10小時

19小時 23分

9小時 11分

4小時 42分

100kS/s

7天

6小時

4天 20小時

1天 14小時

18小時 22分

9小時 25分

50kS/s14天 12小時

9天 16小時

3天

5小時

1天 12小時

18小時 51分

20kS/s

36天

24天

5小時

8天

1小時

3天 19小時

1天 23小時

10kS/s72天 16小時

48天 11小時

16天

3小時

7天 15小時

3天 22小時

5kS/s

100天

96天 22小時

32天

7小時

15天

7小時

7天 20小時

2kS/s

100天

100天

80天 18小時

38天

6小時

19天 15小時

1kS/s

100天

100天

100天

76天 12小時

500S/s

100天

100天

100天

100天

78天 14小時

200S/s

100天

100天

100天

100天

100天

100S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/s

100天

100天

100天

100天

100天

20S/s

100天

100天

100天

100天

100天

10S/s

100天

100天

100天

100天

100天

5S/s

100天

100天

100天

100天

100天

2S/s

100天

100天

100天

100天

100天

1S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/min

100天

100天

100天

100天

100天

20S/min

100天

100天

100天

100天

100天

10S/min

100天

100天

100天

100天

100天

8小時

52

39天

7小時

1WMPD4004448D

4.測量的設定 － 4.5.記錄設定

4.5.3.3. SSD 記錄(P-P)
取樣速度

測量通道數量500kS/s

1 CH
23小時 15分

2 CH
13小時 57分

8 CH
4小時 6分

18 CH
1小時 53分

36 CH
57分 22秒

200kS/s

2天 10小時

1天 10小時

10小時 15分

4小時 42分

2小時 23分

100kS/s

4天 20小時

2天 21小時

20小時 31分

9小時 25分

4小時 46分

50kS/s

9天 16小時

5天 19小時

1天 17小時

18小時 51分

9小時 33分

20kS/s24天14天 12小時

4天

6小時

1天 23小時

23小時 54分

10kS/s48天 11小時

29天

8天 13小時

3天 22小時

1天 23小時

5kS/s

96天 22小時

58天

3小時

17天

2小時

7天 20小時

3天 23小時

2kS/s

100天

100天

42天 18小時

19天 15小時

9天 23小時

1kS/s

100天

100天

85天 12小時

39天

7小時

19天 22小時

500S/s

100天

100天

100天

78天 14小時

39天 20小時

200S/s

100天

100天

100天

100天

99天 14小時

100S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/s

100天

100天

100天

100天

100天

20S/s

100天

100天

100天

100天

100天

10S/s

100天

100天

100天

100天

100天

5S/s

100天

100天

100天

100天

100天

2S/s

100天

100天

100天

100天

100天

1S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/min

100天

100天

100天

100天

100天

20S/min

100天

100天

100天

100天

100天

10S/min

100天

100天

100天

100天

100天

1WMPD4004448D

5小時

1小時

53

4.測量的設定 － 4.5.記錄設定

4.5.3.4. 記憶體記錄取樣速度

測量通道數量1 CH
1分 40秒

2 CH

20MS/s

50秒

10秒

5秒

―

10MS/s

3分 20秒

1分 40秒

20秒

10秒

5秒

5MS/s

6分 40秒

3分 20秒

40秒

20秒

10秒

2MS/s

16分 40秒

8分 20秒

1分 40秒

50秒

25秒

1MS/s

33分 20秒

16分 40秒

3分 20秒

1分 40秒

50秒

500kS/s

1小時

6分

33分 20秒

6分 40秒

3分 20秒

1分 40秒

200kS/s

2小時 46分

1小時 23分

16分 40秒

8分 20秒

4分 10秒

100kS/s

5小時 33分

2小時 46分

33分 20秒

16分 40秒

8分 20秒50kS/s

11小時

6分

5小時 33分

1小時

6分

33分 20秒

16分 40秒

20kS/s

1天

3小時

13小時 53分

2小時 46分

1小時 23分

41分 40秒

10kS/s

2天

7小時

1天

3小時

5小時 33分

2小時 46分

1小時 23分

5kS/s

4天 15小時

2天

7小時

11小時

6分

5小時 33分

2小時 46分

2kS/s

11天 13小時

5天 18小時

1天

3小時

13小時 53分

6小時 56分

1kS/s

23天

11天 13小時

2天

7小時

1天

3小時

13小時 53分

500S/s

46天

7小時

3小時

8 CH

18 CH

36 CH

7小時

23天

3小時

4天 15小時

2天

200S/s100天57天 20小時

11天 13小時

5天 18小時

2天 21小時

100S/s

100天

100天

23天

3小時

11天 13小時

5天 18小時

50S/s

100天

100天

46天

7小時

23天

3小時

11天 13小時

20S/s

100天

100天

100天

57天 20小時

28天 22小時

10S/s

100天

100天

100天

100天

57天 20小時

5S/s

100天

100天

100天

100天

100天

2S/s

100天

100天

100天

100天

100天

1S/s

100天

100天

100天

100天

100天

50S/min

100天

100天

100天

100天

100天

20S/min

100天

100天

100天

100天

100天

10S/min

100天

100天

100天

100天

100天

54

1天

3小時

1WMPD4004448D

5.觸發設定 － 5.1.觸發的種類

5. 觸發設定
5.1.

觸發的種類

5.2.

記憶體觸發

本產品的觸發有 2 種，即對記憶體記錄的記憶體觸發，以及記憶開始的啟動觸發。

記憶體觸發即對記憶體記錄發出的將此記錄設為有效的契機訊號，觸發源中指定的通道的觸發條件成立時，觸發發生。
檢測到觸發後，向記憶體中記錄記憶體區塊大小與前置觸發中設定的資料數，1 次記錄結束。設定多個記錄區塊數時，1 次記錄結束後即開始對下一個區塊的記錄。
按下

START

鍵

記錄結束
記錄時間

記錄期間
印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

5.2.1.

觸發發生

觸發發生

記憶體觸發的設定

步驟 1.

點觸側邊選單的

CH

步驟 2.

點觸[CH 設定子選單]右下方的

鍵，就會顯示[CH 設定子選單]。
觸發標籤，就會顯示觸發設定畫面。

步驟 1
步驟 2

1WMPD4004448D

55

5.觸發設定 － 5.2.記憶體觸發步驟 3.

T1 ～ T18 共 18 個。
點觸想要設定的觸發源編號，便會顯示詳細訊息畫面。
觸發源能夠設定

①
②
③
④

⑤

⑥

①

選擇觸發選單：②通道：

選擇 TRIGn 訊源通道。

③

檢測：從 向上／向下／窗框内／窗框外 中選擇觸發訊號的極性。
向上

④

界限：

記憶體觸發／啟動觸發／記憶體區塊 選單的切換。

超出觸發等級（界限）時，檢測到觸發。

向下低於觸發等級（界限）之後，檢測到觸發。

窗框內進入觸發等級的上限值、下限值的範圍時，檢測到觸發。

窗框外超出觸發等級的上限值、下限值的範圍時，檢測到觸發。

設定觸發等級（界限）。
窗框内／窗框外，設定上限界限、下限界線值 2 個項目。

⑤

濾波器：

設定去除噪聲用的濾波器時間。

⑥

關閉：

結束設定，回到觸發清單。

注意觸發等級是對所設定的測量量程的相對值。若變更測量量程，值也會與測量量程聯動而變更。
(例) 在 100 mV 量程將觸發等級設定為 10 mV，然後將測量量程變更為 200 mV 的情況下，觸發等級會變更為 20 mV。

56

1WMPD4004448D

5.觸發設定 － 5.2.記憶體觸發以旋鈕變更界限
觸發源
通道的訊號

觸發點

界限(觸發等級)以紅線
顯示

長按界限，
以數字鍵盤
變更界限

觸發檢測為向上的情況下，輸入訊號超出觸發等級的點為觸發點觸發源的③檢測和④界限的說明
使用觸發 OR/AND 時：在③檢測中選擇向上／向下觸發時的觸發檢測。
觸發向上
界限
輸入訊號
觸發向下

使用觸發窗框時：在③檢測中選擇窗框内／外觸發時的觸發檢測。
觸發窗框外

觸發窗框內

上限界限
輸入訊號

下限界限
觸發窗框外

1WMPD4004448D

57

觸發窗框內

5.觸發設定 － 5.3.前置觸發觸發源的⑤濾波器的說明
觸發濾波器
觸發濾波器是滿足一定時間的觸發條件時進行觸發檢測的功能，目的是當在訊號等級附近訊號中有噪聲或
是發生震顫時，防止觸發器檢測的誤動作。

觸發檢測點
觸發等級
CHn 輸入訊號
T

5.3.

觸發濾波器

前置觸發

進行記憶體記錄時，可透過前置觸發設定，調整記憶體區塊內的觸發檢測點前後的記錄長度。
觸發檢測
觸發等級

測量結束

測量開始
輸入訊號
(後置觸發)

前置觸發
30%

(70%)
記憶體區塊

5.3.1.

前置觸發的設定點觸側邊選單的

設定

鍵，就會顯示設定選單。

點觸記錄設定的記錄

標籤，就會顯示記錄設定畫面。

記錄設定的下方會顯示記錄裝置的設定點觸記憶體記錄右側的前置觸發 ，設定前置觸發。

58

1WMPD4004448D

5.觸發設定 － 5.4.啟動觸發

5.4.

啟動觸發

啟動觸發是當觸發源中指定的通道的觸發條件成立時開始記錄的功能。按操作面板的

START

鍵，本

產品就會變成待機狀態（準備狀態）。
檢測到啟動觸發後，同時開始印表機記錄、SSD 記錄、記憶體記錄。
按

START

鍵

啟動觸發發生

記錄結束
記錄時間

記錄期間

記錄開始的等待啟動觸發的待機狀態

印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

5.4.1.

觸發發生

觸發發生

啟動觸發的設定

步驟 1.

點觸側邊選單的

CH

步驟 2.

點觸子選單右下方的步驟 3.

點觸觸發設定畫面上方的①①

鍵，就會顯示[CH 設定子選單]。
觸發標籤，就會顯示觸發設定畫面。
選擇觸發選單 ，就會顯示[啟動觸發]。

選擇觸發選單：
切換選單。

②

通道：

選擇啟動觸發的訊源通道。

③

檢測：從向上／向下／窗框內／窗框外，選擇觸發訊號的極性。

④

界限：設定觸發等級（界限）
。

⑤

濾波器：

設定去除噪聲用的濾波器時間。

① ～ ⑤的設定內容和動作同｢5.2. 記憶體觸發｣。

1WMPD4004448D

59

6.測量輸入訊號 － 6.1.主機動作的狀態變化

6. 測量輸入訊號
6.1.

主機動作的狀態變化

本產品依照動作狀態，分為測量、記錄、重播 3 種狀態。
。此外，在測量狀態下，
PRINT 鍵，就會進行筆式記錄（即時波形記錄）鍵，就會進行印表機記錄、SSD 記錄、記憶體記錄。

在測量狀態下，按
按

START

測量畫面
電源

筆式記錄畫面
PRINT

鍵

STOP
或

鍵

PRINT

鍵

開關

ON

波形記錄

記錄結束
START

鍵

或
STOP

重播 鍵

鍵

測量 鍵
記錄畫面

重播畫面

START

記錄期間，畫面會被紅框圍住。

鍵

重播期間，畫面會被綠框圍住。

Note
軟體 Ver.1.x.x 在記錄結束後，自動從記錄畫面跳至重播畫面。

60

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

6.2.

監視器顯示與筆式記錄

6.2.1.

監視器顯示功能點觸側邊選單的選擇記錄裝置，所選擇的裝置中記錄的示意圖波形便會顯示在監視器上。

印表機記錄

SSD 記錄

記憶體記錄

1WMPD4004448D

61

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

暫停
PAUSE 鍵，監視器將變為停止狀態。
在此狀態下，可捏合(縮小)／伸展(放大)波形監視器上的波形。
在波形監控器中點觸

另外，用 1 根手指上下左右拖動畫面，可以移動顯示區域。
放大率捏合(縮小)

伸展(放大)

顯示區域移動觸發同步
MEMORY ，實施觸發設定，並且開啟顯示最新的波形。
記錄裝置為TRIG.SYNC. ，則顯示波形將與觸發檢測同步，

觸發檢測點

62

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

取樣速度
使用控制列左端的取樣速度

鍵，可以根據記錄裝置進行相應的取樣速度變更。請一邊觀察監視器波形，一邊設定最佳的取樣速度。

請一邊觀察監視器波形，一邊設定最佳的取樣速度。
詳細訊息請參閱「4.5.1. 取樣速度設定」。

X-Y 波形與 FFT 分析記錄裝置選擇

SSD ，資料格式選擇

NORMAL

時，控制列的波形格式的 X-Y 波形顯示與 FFT 分析變為有效。

X-Y 波形的條件
記錄裝置：

SSD

取樣速度：

1 kS/s 以下

NORMAL
模擬輸入放大器： 2 ch 以上
資料格式：

X-Y 波形(1 畫面)

X-Y 波形(4 畫面)

FFT 分析
FFT 分析的條件
記錄裝置：

SSD

取樣速度：

1 MS/s 以下

NORMAL
模擬輸入放大器： 1 ch 或 2 ch
資料格式：

1WMPD4004448D

63

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

6.2.2.

筆式記錄

筆式記錄即不儲存測量資料， 將波形列印至記錄紙上。
與傳統的筆式記錄一樣，只需輕鬆一點便可簡單而切實地進行波形記錄。

筆式記錄
波形形式為

Y-T

的情況下，按操作面板的

PRINT

鍵，就能從印表機部列印正在顯示的頁面的實時波形記錄。
筆式記錄執行期間，可變更走紙速度（取樣速度）與輸入模組的設定。

PRINT 鍵，就會
從印表機開始波形記錄。

按操作面板的筆式記錄模式PRINTER 作為記錄裝置時，點觸控制列右端的切換選單，選擇記錄模式，記錄至記錄紙時的專用功能變為有效。
選擇

①

②
波形

筆式記錄

③

後，選單變為筆式

④

①

在控制列的

②

送紙速度（6 件）： 事先在環境設定登錄常用的記錄速度，只需輕鬆一點就能設定送紙速度。

⑤

設定的取樣速度請參閱｢8.2.5. 其他｣。
③

送紙：

按住期間投送記錄紙（空載送紙）。

④

註記列印：

波形記錄期間點觸此鍵，就會在任意的時間點，和波形一起列印註記。
關於註記，請參閱「6.2.3. 列印文字的功能」。

64

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

送紙速度鍵的設定方法
透過下列步驟，能夠進行送紙速度鍵的設定。
步驟 1.

點觸側邊選單的

步驟 2.

點觸[■ 記錄設定]的設定 ，就會顯示設定選單。

印表機 ，就會顯示印表機相

關的選單。

步驟 3.

點觸[印表機]設定畫面上部的其他設定 ，就會顯示

送紙速度鍵設定。

步驟 4.

點觸

出紙速度鍵 1

～ 出紙速度鍵 6 ，就會顯示

設定對話框。請點觸您想要的送紙速度進行設定。請點觸您想要的送紙速度進行設定。

1WMPD4004448D

65

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

6.2.3.

列印文字的功能本產品在使用印表機記錄波形時，具有在波形記錄前、波形記錄期間、波形記錄後列印頁眉、註記、頁腳
的文字的列印功能。
註記會每 300 mm，自動重疊於波形列印。此外，波形記錄期間點觸控制列的 註記列印 鍵，就能在任
意的時間點列印。
訊號名稱列印設定為 ON 的情況下，會在波形列印前，列印訊號名稱。

列印示例
STOP

頁眉列印

波形列印前

和波形列印一起以

波形列印前列印訊號名稱

列印註記

結束波形列印。

鍵或

PRINT

鍵，

列印頁腳，記錄結束

列印頁眉

66

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

列印文字的設定方法
步驟 1.

點觸側邊選單的

設定 ，就會顯示設定選

單。
步驟 2.

點觸[■ 記錄設定]的

印表機 ，就會顯示印表機相關的設定選單。
點觸[頁眉]、[註記]、[頁腳]，便會顯示相應的各設定畫面。
註記、頁眉、頁腳的設定方法完全相同。

①

選擇列印文字。

②

於文字區域輸入文字。

①

雙點文字區域，就會顯示軟鍵盤⑨。從鍵盤輸入要列
印的文字。

②
③

③

刪除文字

鍵會刪除 1 行。

④

全部刪除

鍵會清除輸入的所有文字。

⑤

插入行

鍵會於指定的行的位置，插入 1 行。

⑥

刪除行鍵會刪除指定的行，將以下的行往上移。

⑦

列印

⑧

匯入和匯出

④
⑤
⑥

鍵為文字列印於（②）記錄紙。

⑦⑧

鍵會將「文字匯出（備份）至儲存用的外部媒體（SD 記憶卡、USB 記憶體等）、匯入（讀入）備份於外部媒體的文字。」⑨

軟鍵盤雙點想要輸入的位置，就會顯示軟鍵盤。

⑨

1WMPD4004448D

67

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄

匯入與匯出
使用

匯入、匯出

鍵，可將設定在主體內的頁眉、註

記、頁腳文字儲存至外部媒體，或從外部媒體讀入。[匯入、匯出]畫面的左側顯示主機中設定的文字，右側顯示
儲存在外部媒體中的文字清單。

主機內部的文字外部媒體的檔案清單匯出將主機中設定的文字儲存至外部媒體。勾選左側的想要
儲存的文字（例如註記），點觸中央的匯出鍵，便會將註記文字儲存至外部媒體。

勾選想要儲存的文字點觸
輸入儲存檔案名，點觸

確定

匯出

鍵

鍵，便會以指定的檔案

名將文字儲存至外部媒體。

以指定的檔案名儲存

Note
外部媒體的儲存、讀取資料夾固定為｢(外部媒體的驅動名稱)\RA3100\Text\ ｣。
文字檔案為｢filename.txt｣，副檔名為｢.txt｣。
使用 PC 的文字編輯器製作文字並讀入至 RA3100 時，請同樣先建立上述資料夾，再將檔案放入 Text 資料夾中。
執行匯出後，將自動生成上述資料夾。
資料夾名稱也不會弄錯，因此建議您先實施一次匯出。

68

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.2.監視器顯示與筆式記錄匯入將外部媒體中儲存的文字檔案讀入主機中。
勾選[匯入、匯出]畫面右側的文字檔案清單，點觸中央的話框。勾選匯入目標位址，點觸

確定

匯入鍵，便會顯示選擇匯入目標位址的對

鍵，便會讀入文字檔案。

勾選想要讀入的文字

點觸

匯入

鍵

從頁眉、註記、頁腳中選擇列印設定
點觸 側邊選單的

設定

定]的

→

印表機

→ [■ 記錄設列印 ，就能從[列印]設定畫面，設定和印表機記錄的波形列
印同時列印的內容。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①

頁眉：

波形列印前列印頁眉文字／通道名稱。

②

註記：在波形列印的同時列印註記。

③

頁腳：波形列印後列印頁腳／刻度。

④

格線：

選擇與波形列印同時列印的格線。

⑤

日期：

在波形列印的同時列印記錄的日期和時間。

⑥

記錄名稱：

在波形列印的同時列印記錄名稱。

⑦

時間軸：

在波形列印的同時在記錄的下方列印時間。

⑧

記錄速度：

在波形列印的同時列印記錄速度（取樣／送紙速度）
。

⑨

列印行：

以行編號，指定日期/記錄名稱、觸發/標記、時間軸、記錄速度的列印位置。

1WMPD4004448D

69

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束

6.3.

記錄開始與結束本產品中的記錄裝置有印表機、記憶體、SSD。將各裝置的記錄設定為開啟時，在向各裝置記錄的同時，將對各裝置的記錄資料記錄至 SSD 中。
印表機時，將列印至記錄紙上的波形資料（P-P 值）同時記錄至 SSD。
記憶體時，在記憶體記錄結束時，將記憶體資料記錄至 SSD。

6.3.1.

記錄設定

依次點觸側邊選單的

設定

→

記錄

①
②
③
④
⑤
⑦
⑥

⑧
⑨

⑩

70

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束
①

記錄模式：

從 9 種記錄模式中選擇最適合的模式。

②

記錄名稱：

指定記錄資料的名稱。
[自動編號]設定為 ON 時，將在名稱後面自動附加編號。

③

記錄時間：

記錄開始後，記錄指定的時間後便會結束記錄。

④

開始時間：

按

⑤

間隔時間：

按指定間隔（週期）時間記錄。進行[記錄次數]中指定的次數的記錄後，便會結

START

鍵開始測量後，到了指定的時間，就會開始記錄。

束記錄。
⑥

記錄裝置：

進行印表機、SSD、記憶體的記錄裝置的記錄的 ON/OFF 設定。各裝置可單獨設定。

⑦

印表機記錄：

進行[印表機記錄]的 ON/OFF 設定。
ON 時，在印表機記錄的取樣時將 P-P 資料記錄至 SSD。

實時波形列印：[印表機記錄]設定為 ON 時，設定向印表機同時印字的 ON/OFF。
ON 時，儲存印表機記錄的資料，同時從印表機列印指定[頁面]的波形。
關閉時，不向印表機列印。

⑧

SSD 記錄：進行[SSD 記錄]的 ON/OFF 設定。

⑨

記憶體記錄：

進行[記憶體記錄]的 ON/OFF 設定。

點數：指定記憶體記錄時 1 次記錄的取樣數量（每個通道的資料數）。

記錄區塊數：

指定記憶體記錄時的記錄區塊數（記憶體分割數）。

無限連續模式：[無限連續模式]設定為 ON 時，記錄區塊數滿後，從前面的區塊開始以覆寫進行
測量。

前置觸發：

設定記憶體區塊內的前置觸發。

快取縮圖：

指定快取縮圖顯示的通道與壓縮率。

⑩

記錄模式本產品中為了簡單地實現複雜測量的設定，備有 9 種記錄模式。
按

記錄模式

①

正常

⑥

啟動觸發 + 間隔(N 次)

②

開始時間

⑦

開始時間 + 間隔(N 次)

③

啟動觸發

⑧

開始時間 + 啟動觸發 + 間隔(N 次)④

間隔(N 次)

⑨

窗框記錄

⑤

開始時間 + 啟動觸發

1WMPD4004448D

鍵，監視器上便會顯示各記錄模式的動作說明。請選擇適用於測量的模式。

71

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束

① 正常
按

START

鍵

記錄結束
記錄時間

記錄期間
印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

觸發發生

START 鍵，開始記錄至在 設定 選單指定的各裝置，記錄至在記錄設定的 記錄時
設定的時間，或者按操作面板的 STOP 鍵為止。記憶體記錄時在記錄開始後檢測到觸發時便將輸

按操作面板的間

入資料記錄至記憶體中。未檢測到觸發時，不進行資料記錄。

② 開始時間
按

START

鍵

開始時間

記錄結束
記錄時間

記錄期間
印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會變成測量準備狀態，等到記錄設定的 開始時間 ，就會開始記錄至各裝置，記錄至在記錄設定的 記錄時間 設定的時間，或者按操作面板的 STOP 鍵為止。

按操作面板的72

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束③ 啟動觸發
啟動觸發
按

START

發生

鍵

記錄結束
記錄時間

記錄期間
印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會變成測量準備狀態，檢測到以 啟動觸發 指定的通道的觸發，就會開始記錄至各裝置，記錄至在記錄設定的 記錄時間 設定的時間，或者按操作面板的 STOP 鍵為止。

按操作面板的④ 間隔(N 次)
間隔時間
按

START

鍵

1次
記錄時間

N次
記錄時間

記錄期間

記錄期間

記錄結束

印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會開始記錄至各裝置，進行在記錄設定的 記錄時間 設定的時間記錄
後，1 次記錄結束，從測量開始起經過 間隔時間 ，開始下一次記錄。進行間隔的 記錄次數 中設定

按操作面板的的次數的記錄後，測量結束。

1WMPD4004448D

73

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束⑤ 開始時間 ＋ 啟動觸發
啟動觸發
按

START

發生

鍵

記錄結束
記錄時間

開始時間

記錄期間

印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會變成測量準備狀態，等到以 開始時間 設定的時間後，檢測到以
指定的通道的觸發，就會開始記錄至各裝置，記錄至以記錄設定的 記錄時間 設定的時

按操作面板的啟動觸發

間，或者按操作面板的

STOP

鍵為止。

⑥ 啟動觸發 + 間隔(N 次)
啟動觸發
按

START

鍵

發生

間隔時間

啟動觸發

1次
記錄時間

N次
記錄時間

記錄期間

記錄期間

發生
記錄結束

印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會變成測量準備狀態，檢測到在 啟動觸發 指定的通道的觸發，就會開始記錄。進行記錄設定的 記錄時間 中設定的時間的記錄後，1 次記錄結束，從記錄開始經過 間

按操作面板的
隔時間

後開始下一次測量，等待下一次啟動觸發。

74

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束⑦ 開始時間 + 間隔(N 次)
間隔時間
按

START

鍵

開始時間

1次
記錄時間

N次
記錄時間

記錄期間

記錄期間

記錄結束

印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生
按操作面板的
錄，進行在
以

觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會變成測量準備狀態，等到在 開始時間
記錄時間 設定的時間記錄，1 次記錄就會結束。

間隔時間

設定的時間，就會開始記

中設定的週期重複測量。

⑧ 開始時間 + 啟動觸發 + 間隔(N 次)
啟動觸發
按

START

發生

間隔時間

開始時間

啟動觸發

1次

N次

記錄時間

記錄時間

記錄期間

記錄期間

鍵

發生
記錄結束

印表機記錄
SSD 記錄
記憶體記錄
觸發發生

觸發發生

START 鍵，就會變成測量準備狀態，等到在的｢⑥ 啟動觸發 + 間隔時間｣。

按操作面板的1WMPD4004448D

75

觸發發生
開始時間

設定的時間，就會開始上述

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束⑨ 窗框記錄
按

START

鍵

按

STOP

鍵結束

記錄期間
記錄時間

窗框記錄
SSD 記錄
START 鍵，就會開始記錄至各裝置，記錄至按操作面板的記錄時間 中設定的時間為止的資料記錄到 SSD。

按操作面板的
停止的

6.3.2.

STOP

鍵為止。將截止到

記錄開始與記錄結束

記錄開始
進行下列其中一種操作，就會開始記錄，跳至記錄畫
面。畫面以紅框框住。
按操作面板的START

鍵。

將遠程控制模組的 START/STOP IN 訊號，設定為LOW。
傳輸記錄開始指令至 LAN 或 COM。

紅框

記錄結束
進行下列其中一種操作，記錄就會結束，跳至測量畫
面。畫面的紅框消失。
記錄時間結束。
按操作面板的STOP

鍵。

將遠程控制模組的 START/STOP IN 訊號，設定為HIGH。
傳輸記錄停止指令至 LAN 或 COM。

76

1WMPD4004448D

6.測量輸入訊號 － 6.3.記錄開始與結束

6.3.3.

記錄的暫停與後退捲動

在波形監視器上顯示印表機記錄或顯示 SSD 記錄波形的狀態下，開始記錄。
PAUSE 鍵，將繼續記錄，僅停止監視器波形。狀態為記錄期間，因此側邊選單中｢測量｣依然處於選中狀態，波形外框仍然為紅色。在此狀態下向右捲動波形監視器，可進行波形
在記錄期間點觸側邊選單的

的後退捲動，可確認已記錄的過去的波形。向左捲動波形監視器，可顯示暫停後記錄的波形。另外，可進
行捏合(縮小)／伸展(放大)波形。
再點觸一次

PAUSE

鍵，可以從最新的資料中監視波形。

PAUSE ，
就能停止監控。
點觸波形捲動

捏合(縮小)

1WMPD4004448D

伸展(放大)

77

7.重播記錄資料 － 7.1.選擇記錄資料

7. 重播記錄資料
如欲重播記錄資料，點觸側邊選單的

測量／重播

的

重播 ，將監視器切換至重播畫面。

重播選擇鍵選擇記錄裝置

波形格式

7.1.

資料選擇鍵

選擇記錄資料

按控制列的資料

鍵，選擇並點觸資料，就會顯示圖的記錄資料清單。選擇資料，點觸

確定

鍵，就會顯示其波形。

記錄名稱：記錄設定中設定的記錄名稱。記錄時設置簡單明了的名稱，重播時更容易搜尋。

日期時間：進行記錄的時間。

記錄資訊：顯示所選擇的記錄資料的資訊。

78

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.2.重播記錄資料

選擇步驟
步驟 1.

點觸控制列的步驟 2.

在記錄資料清單內上下撥動，顯示清單就會上下移動。

步驟 3.

找到想要顯示的資料之後，點觸該資料。

步驟 4.

點觸清單下方的資料

鍵，顯示記錄資料清單。

確定 ，選擇的記錄資料就會顯示於監視器。

Tips
記錄資料的檔案版本和主機的軟體版本不同的情況下，可能「無法重播」或「能夠重播，但是無法覆寫儲存」。
比起主機的軟體版本，記錄資料的檔案版本較舊的情況下，透過更新檔案；較新的情況下，透過系
統更新，能夠毫無限制地使用。

關於版本，請參閱「10.1 關於版本」。

7.2.

重播記錄資料

在使記錄資料顯示於波形監視器的狀態下，點觸側邊選單的選擇裝置，就會顯示記錄時的各裝置的波形。

顯示區域移動選擇記錄裝置

Y軸
放大／縮小

時間軸
放大／縮小
控制列切換

1WMPD4004448D

79鍵

7.重播記錄資料 － 7.2.重播記錄資料

7.2.1.

重播畫面的操作

波形的放大／縮小
在波形監視器上，在時間軸方向上捏合／伸展，可進行時間軸方向的縮小／放大，在振幅方向上捏合／伸展，可進行振幅方向的縮小／放大。此時，監視器左上方的倍率顯示中會顯示擴大率。

捲動
在波形監視器上用 1 根手指上下左右拖動畫面，可移動顯示區域。

7.2.2.

快取縮圖

點觸

控制列切換

錄

波形

⇒

鍵，顯示於控制列的內容就會按照

波形

⇒

快取縮圖

⇒

游標

⇒

筆式記

的順序切換。

選擇

快取縮圖

時，控制列區域中將顯示記錄設定選單中設定的通道的快取縮圖波形。

點觸快取縮圖顯示通道

點觸快取縮圖波形，便會時，可選擇顯示的通道。

快取縮圖波形

控制列切換

鍵顯示點觸的位置的波形。
快取縮圖顯示通道

80

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.2.重播記錄資料

快取縮圖顯示通道
點觸快取縮圖

的「快取縮圖顯示通道（紅框）」，就會顯示通道選擇對話框。從模擬輸入模組的測量

ON 的通道，選擇 1 個。無法於邏輯通道的快取縮圖，進行波形顯示。

快取縮圖顯示通道顯示倍率：1/10、1/20、1/50、1/100、1/全體
縮小倍率（顯示資料的抽取數大），顯示的點數就會相同，因此會顯示大時間範圍的波形。
1/10 為 10 倍、1/50 為 50 倍的時間範圍。
測量模式時，無法選擇 1/全體。

輸出檔案：

OFF、ON快取縮圖顯示會讀取記錄資料，進行抽取處理。
OFF不會將該顯示用資料，輸出至 SSD。每次切換記錄資料，就會發生抽取處理。

ON將該顯示用資料，輸出至 SSD。ON 的情況下，不需要進行抽取處理，因此顯示所需的時間變短，但是會消耗 SSD 容量。

1WMPD4004448D

81

7.重播記錄資料 － 7.2.重播記錄資料

7.2.3.

游標

於控制列右端的

控制列切換 ，選擇

游標 ，就會顯示游標 A 和游標 B 這 2 條時間軸游標。

游標 A

游標 B
旋轉旋鈕，
游標就會移動。

①
①

②

③

④

⑤

游標位置資料資訊
A：游標 A 位置的記錄資料資訊。
X：從游標 A 的前端起的時間、B：

Y：游標 A 的位置的資料值。

游標 B 位置的記錄資料資訊。
X：從游標 B 的前端起的時間、

A-B：

Y：游標 B 的位置的資料值。

游標 A 和 B 的差值資訊。
X：游標 A 和 B 之間的時間、

Y：游標 A 和 B 的資料差值。

AB 之間： 游標 A、B 之間的最大值、最小值、平均值。
但是，印表機記錄資料時為 P-P 值，因此無效。SSD 記錄時若選擇 P-P 值，同樣無效。
②

點觸移動至游標位置③點觸游標移到中心④選擇游標

鍵，游標位置就會變成畫面中央，移動波形。
鍵，將指定游標移動至監控器中央。

選擇要變更位置的游標。每次點觸，就會按照

A

⇒

選擇

A ，旋轉旋鈕，游標 A 就會移動。
B ，旋轉旋鈕，游標 B 就會移動。

選擇

A-B ，旋轉旋鈕時游標 A 與 B 保持距離並移動。

選擇

82

B

⇒

A-B

的順序變更。

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.2.重播記錄資料⑤選擇通道
CH 選擇 鍵便會顯示[通道選擇畫面]，請選擇要在游標位置資訊中顯選擇要顯示游標位置資訊的通道。點觸

示的通道。

7.2.4.

列印

在波形顯示記錄資料的狀態下，按操作面板的

PRINT

鍵，就會從印表機列印監視器的游標 A 和 B 間

的波形。

Note

讀入記錄資料後的游標 A 指著資料的開頭，游標 B 指著最終資料。
即便在監控器上放大時間軸、波形振幅的狀態下，印表機列印時仍按照記錄時的時間軸、通道設定中設定
的振幅印字。

7.2.5.

選擇記憶體區塊

使用記憶體記錄的情況下，能夠選擇顯示的記憶體區塊。
從側邊選單的 CH ，顯示 觸發 標籤的［記憶體區塊］，指定 顯示區塊編號 。

點觸後，使用旋鈕變更顯示區塊

1WMPD4004448D

83

7.重播記錄資料 － 7.3.X-Y 波形

7.3.

X-Y 波形按以下條件記錄的資料，當控制列的波形格式中選擇

X-Y時，可以 X-Y 波形顯示。X-Y 波形可同時顯

示 X-Y1 ～ X-Y4 合計 4 個波形。

X-Y 波形的條件
記錄裝置：

SSD

取樣速度：

1 kS/s 以下

資料格式：

NORMAL2 ch 以上

模擬輸入放大器：

X-Y 波形顯示
7.3.1. X-Y 顯示設定

7.3.2. X-Y 控制

若點觸顯示控制的

1 畫面／4 畫面

鍵，便會如圖所示在 1 畫面中顯示 4 個波形，切換至 4 畫面分隔顯示。

X-Y 波形(1 畫面)

7.3.1.

X-Y 波形(4 畫面)

X-Y 顯示設定顯示設定箱的橫軸上顯示 X-Y1 ～ X-Y4 的 4 個波形的設定狀態以及顯示
ON/OFF 切換。1 畫面顯示時，變成指定顯示哪個通道的刻度。
X 軸、Y 軸： 顯示各軸的插槽-通道編號
顯示：
刻度：

X-Y 波形顯示的 ON/OFF 切換
刻度顯示的 ON/OFF 切換

84

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.3.X-Y 波形

7.3.2.
①②

X-Y 控制測量 ON：
設定 X-Y 測量的 ON/OFF。
全部筆向上：
在 X-Y 波形顯示於監控器期間，點觸此鍵，就會中斷 X-Y 波形顯
示。在監視器中進行輸入訊號切換時，可以確保不進入不需要的
波形。

①

⑥

②

⑦

③

⑧
⑨

③

全部清除：
全部刪除 X-Y 波形，開始重新顯示。

④④

格線 ON/OFF：⑤

切換 X-Y 波形顯示區域的格線顯示 ON/OFF。
⑤

圖形更新（在游標 AB 之間）：
在重播模式下進行 Y-T 波形顯示，以 X-Y 波形顯示以游標 A､B 指定的範圍。

⑥

CH 設定：
進行 X-Y1 ～ X-Y4 的各波形的通道設定。

點觸此鍵，便會切換至「X-Y 通道設定」畫面，可進行各波形的 X 軸、Y 軸通道的設定。

⑦

全部筆向下：
以全部筆向上中斷波形顯示的情況下，重新進行波形顯示。

⑧

點／線段：
切換以點描繪或以線段描繪 X-Y 波形。

⑨

1 畫面／4 畫面：
切換 X-Y 波形顯示的 1 畫面、4 畫面。

X-Y 波形步驟 1.

通道設定步驟
步驟 1.

波形選擇
選擇 X-Y1 ～ X-Y4 波形。
點觸後，此波形會高亮顯示，通道表中顯示狀態。

步驟 2.

選擇軸
選擇 X 軸、Y 軸。
點觸後，此軸指定的通道會高亮顯示，顯示變為[ON]。
在其他軸中已經設定的通道上顯示[X 軸]或[Y 軸]。

步驟 3.

選擇通道
選擇通道。
點觸想要設定的通道，設置為[ON]。

步驟 4.

設定結束之後，點觸上方標題列的 [←] 或 [X] ，就會回到原本的 X-Y 波形顯示。

1WMPD4004448D

85

步驟 2.

步驟 3.

7.重播記錄資料 － 7.4.FFT 分析

7.4.

FFT 分析

按以下條件記錄的資料，當控制列的波形格式中選擇FFT時，可以進行 FFT 分析。FFT 分析可同時

進行分析 1、分析 2 的 2 種分析。
在｢10.6. FFT 分析｣，說明 FFT 分析技術。

FFT 分析
記錄裝置：

SSD

取樣速度：

1 MS/s 以下

資料格式：

NORMAL1 ch 或 2 ch

模擬輸入放大器：①

FFT 分析結果
①分析切換
FFT 波形監視器

分析切換
切換分析 1、分析 2 的分析結果顯示。
點觸分析左右的＜

鍵、 ＞

鍵，或者左右撥動分析結果區域，就會切換顯示。
②

測量 ON/OFF
設定執行 FFT 分析的 ON/OFF。

③

FFT 設定點觸後，就會切換成 FFT 設定畫面，能夠進行 FFT 分析
條件的設定。
②測量 ON/OFF③FFT 設定

FFT 設定結束設定時，點觸上方標題列的
鍵或

←

共同設定

X ，就會回到原本的 FFT 分

分析設定

析顯示。

共同設定
圖形顯示：

選擇將分析波形重疊顯示於者分隔顯示於1 畫面 ，或2 畫面 。

取樣點數：

選擇分析用取樣點數。取樣點數越多，越能提高分析頻率的解像度。

視窗函數：

選擇分析時的視窗函數。請根據輸入訊號的狀態改變設定。

平均處理：

指定分析結果的平均化類別與平均化的加算次數。

分析設定
分析選擇：

選擇分析 1、分析 2。

分析函數：

選擇分析類別。根據分析類別，X 軸、Y 軸、CH 的選擇會受限制。可選擇的設定鍵會變亮。

X 軸：

進行分析波形的 X 軸的設定。

Y 軸：

進行分析波形的 Y 軸的設定。手動刻度設置為關閉時，Y 軸根據分析結果自動設定。設定為ON 時，可手動指定 Y 軸刻度的上限值、下限值。
86

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能通道設定：

設定分析對象的通道。根據分析類別CH1 的設定， 交互功率頻譜～

1/3 八音頻分析 變為僅 1 訊號分析
需要 2 訊號分析 CH1、CH2 的設定。

時間軸波形
相干函數

～

從分析結果中提取出最大值或極大值，在結果顯示中顯示最大的 10 點。

峰值:

7.5.

搜尋功能

以指定的搜尋條件，搜尋記錄資料，其結果的周邊波形和 S 標記(Search標記)，顯示於 Y-T 波形

上。

7.5.1.

搜尋的種類和操作

搜尋方法有下列 5 種。
峰值搜尋：搜尋最大值、最小值、極大值、極小值

位準搜尋：

以比指定的界限大或小的條件搜尋

窗框搜尋：以指定的上下限值的範圍內（IN）或外（OUT）搜尋

觸發點搜尋： 搜尋記錄的觸發點標記點搜尋： 搜尋記錄的標記點

搜尋步驟
步驟 1.

進行｢7.1. 選擇記錄資料」
。

步驟 2.

點觸側邊選單的

步驟 3.

點觸

步驟 4.

搜尋設定的操作有下列 2 種。

工具CH

鍵，就會顯示 CH 設定子選單。

標籤。

假如非搜尋設定的側邊選單，請在綠框附近撥動，使其顯示。
類型 1：

下拉式清單的情況下，點觸

類型 2：

輸入數值的情況下，點觸

對象的設定
對象的設定

鍵，從清單點觸 Item。
鍵，外框就會變成橙色。

旋鈕周邊的燈變為藍色，可使用旋鈕進行變更。

1WMPD4004448D

877.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能下拉式清單設定（類型 1）

左旋轉
靈敏度降低

右旋轉
靈敏度上升

橙色

藍色
旋鈕

旋鈕設定（類型 2）

步驟 5.

設定完成後，點觸

執行鍵。開始搜尋，結束後，其結果的周邊波形和 S 標記顯示於 Y-T 波形

上，側邊選單切換成「7.5.10. 搜尋顯示選單」。依照搜尋結果的顯示位置，S 標記的顯示位置會改變。
此外，中斷搜尋的情況下，會顯示搜尋到一半的結果，S 標記顯示於中央。

步驟 6.

搜尋結果 1 筆以上的情況下，在「7.5.10. 搜尋顯示選單」按＜

鍵(往前移動 1 筆)、 ＞

鍵(往後移動 1 筆)，波形顯示就會更新。
CH 鍵，回到 CH 設定子選單，重新設定搜尋條件。
搜尋結束 鍵，從「7.5.10. 搜尋顯示選單」，回到基本的側邊選單。

能夠按
按

88

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能

7.5.2.

搜尋方法的種類和設定項目

各搜尋方法（ 檢測

設定(主機畫面的標記)）的設定項目有所不同。

下表的「〇」為各檢測方法的設定項目。
搜尋通道為模擬通道資料的情況下檢測(搜尋方法)

游標連動

範圍

搜尋數

最大值

〇

〇

〇

最小值

〇

〇

〇

濾波器

遲滯

界限

上限
界限

下限
界限

極大值

〇

〇

〇

〇

極小值

〇

〇

〇

〇

位準向上

〇

〇

〇

〇

〇

〇

位準向下

〇

〇

〇

〇

〇

〇

窗框内

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

窗框外

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

搜尋通道為邏輯通道資料的情況下檢測(搜尋方法)

游標連動

範圍

搜尋數

濾波器

位元模式

位元 OR

〇

〇

〇

〇

〇

位元 AND

〇

〇

〇

〇

〇

搜尋通道關閉的情況下檢測(搜尋方法)

游標連動

範圍

搜尋數

觸發

〇

〇

〇

標記

〇

〇

〇

無法搜尋的條件
下列條件下，無法搜尋。
（ 執行

鍵為無效。）｢測量模式」的情況下｢X-Y 顯示」的情況下｢FFT 顯示」的情況下｢記憶體記錄、搜尋檢測為標記」的情況下
搜尋通道為邏輯模組且「10.2.2. P-P 取樣」的情況下

重新顯示的條件
一旦執行搜尋， 重新顯示

鍵就會變成有效。

重新顯示是指，顯示和執行搜尋後的結果相同的結果。
以下列操作，搜尋結果會被清除。清除後，無法重新顯示。
執行鍵，開始執行搜尋時搜尋下一個

鍵，開始執行搜尋時

選擇重播資料時（「7.1. 選擇記錄資料」）
刪除重播資料時（刪除「8.4.1. 檔案管理」的記錄資料）

1WMPD4004448D

897.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能搜尋設定選單
設定項目的示例。搜尋設定選單的顯示方法請參閱「7.5.1. 搜尋的種類和操作」。

通道：選擇搜尋對象的通道。

游標連動：

從 OFF/A/B 選擇。
OFF不和游標連動。

A

在 S 標記線上，移動（連動）游標 A。

B隨著游標 B 連動。
游標連動設定為｢B｣，跳轉目的地為｢游標｣，游標設定為｢A｣的情況下，游標 B
會移動至和游標 A 相同的點。

範圍：

從全體／游標之間選擇。
全體

所有記錄資料為對象，檢測結果數為 1000。
關於游標 A，游標連動設定為 A，會使游標 A 移動至第 1 個搜尋結果的
點。

游標之間

游標 A-B 之間的資料為對象，檢測結果數為 1。
關於游標 A，游標連動設定為 A，會使游標 A 移動至搜尋結果的點。

90

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能顯示游標線，必須將｢1.6.2. 控制列｣設定為

游標鍵。游標設定請參閱「7.2.3. 游標」。
游標之間(執行搜尋前的設定)
A

界限 0

B

界限 0

[全體]的情況下[游標之間]的情況下

上圖顯示以檢測設定為位準向上、界限設定為 0 搜尋後。
對最上方的正弦波（波長 1000 以上），執行搜尋。
游標 A-B 設定如上圖所示，設定為正弦波約 1 個波長。
圖片上方的紅圈為表示搜尋結果的 S 標記。

搜尋數：

設定最大數。搜尋結果超出此設定值的情況下，在超出時中斷搜尋。

濾波器：

請參閱｢峰值搜尋(極大值､極小值)｣､｢7.5.5. 位準搜尋(位準向上、位準向下)｣、｢7.5.6. 窗框搜尋(窗框內、窗框外)｣。

遲滯：請參閱｢7.5.5. 位準搜尋(位準向上、位準向下)｣､｢7.5.6. 窗框搜尋(窗框內、窗框外)｣。

界限：請參閱｢7.5.5. 位準搜尋(位準向上、位準向下)｣。

上限界限：請參閱｢7.5.6. 窗框搜尋(窗框內、窗框外)｣。

下限界限：請參閱｢7.5.6. 窗框搜尋(窗框內、窗框外)｣。

7.5.3.

峰值搜尋（最大值、最小值）搜尋設定的範圍內的最大值或最小值。
同值的最大值或最小值有多個的情況下，顯示第 1 個點。

1WMPD4004448D

91

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能

7.5.4.

峰值搜尋（極大值、極小值）

比 2 個毗鄰的樣本大時為

極大值，比 2 個毗鄰的樣本小時為的情況下，極小值在減少後同值

極小值。但極大值在增加後同值的情況下，亦為檢測點。

｢10.2.2. P-P 取樣」的情況下，極大值搜尋最大值資料，極小值搜尋最小值資料。
搜尋極大值、極小值具有濾波器功能，濾波器長度的設定範圍如下。
濾波器(取樣點數)： OFF / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000

濾波器的作用和用法
濾波器設定為 10(取樣點數)的情況下，前後 10 點，共 21 個樣本數為搜尋對象範圍。

xn-10、xn-9、･･･、xn、xn+1、・・・、xn+10
這 21 個樣本資料中，存在多個極大值或極小值的情況下，如果 xn 為最大的極大值或最小的極小值，xn

即為檢測點。即使 xn 之外的樣本資料為極大值或極小值，亦不將其視為極大值或極小值。

此外，從檢測點至濾波器設定值的樣本資料成為非搜尋對象，從下一個樣本資料 xn+11 搜尋。
搜尋點的前後沒有濾波器長度的樣本資料的情況下，該檢測點為無效。濾波器設定為 10(取樣點數)的情況
下，從第 11 個樣本資料起，成為搜尋對象。
同樣地，搜尋範圍的結束附近沒有濾波器設定數的樣本資料的情況下，該檢測點為無效。
濾波器設定為 OFF 的情況下，濾波器設定和 1 等值，符合上述條件的所有樣本資料為檢測點。請參閱
「搜尋示例 1」、「搜尋示例 2」。
濾波器設定為 10(取樣點數)的情況下，前後 10 點，共 21 個樣本數為搜尋對象範圍。若對象的樣本點為極大值且在該範圍內為最大的極大值，則為檢測點。此外，若樣本點為極小值且在該範圍內為最小的極小
值，則為檢測點。在該範圍內存在多個同值的極大值或極小值的情況下，亦為檢測點。在該範圍內，對象的樣本點前後沒有濾波器設定數的樣本資料的情況下，該檢測點為無效。請參閱「搜尋示例 3」、
「搜尋示
例 4」。

搜尋示例 1
所有極大值點或極小值點為檢測點。
第一個樣本前面沒有資料，因此不為極小值。最後的樣本亦同，不為極大值。

92

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能搜尋示例 2
極大值、極小值的標記為檢測點。

搜尋示例 3
紅圈的點前面的樣本數只有 9 個，因此非對象。
極大值從第 11 個樣本資料起有效，因此該極大值為檢測點。
第 13、15、17、19、21 個樣本資料經篩選，不視為極大值。
第 22 個樣本資料之後，該點後面沒有濾波器長度的資料，因此不為檢測點。

10 samples

10 samples

搜尋示例 4
極大值、極小值的標記為檢測點。
紅圈不為檢測點。因為該點後面沒有濾波器長度的資料。

1WMPD4004448D

937.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能

7.5.5.

位準搜尋（位準向上、位準向下）｢10.2.1. NORMAL 取樣」的情況下的位準搜尋
位準向上設定時，將符合

界限 ＜ 資料值

的樣本，作為檢測點。

位準向下設定時，將符合

界限 ＞ 資料值

的樣本，作為檢測點。

點檢測後的位準搜尋
位準向上設定時，直到符合

資料值＜ 界限－遲滯 ，才會進行下一個檢測。

位準向下設定時，直到符合

資料值 ＞ 界限＋遲滯 ，才會進行下一個檢測。

｢10.2.2. P-P 取樣」的情況下的位準搜尋
位準向上設定時，將符合

界限 ＜ 最大資料值

的樣本，作為檢測點。

位準向下設定時，將符合

界限 ＞ 最小資料值

的樣本，作為檢測點。

點檢測後的位準搜尋
位準向上設定時，直到符合

最大資料值 ＜ 界限－遲滯 ，才會進行下一個檢測。

位準向下設定時，直到符合

最小資料值 ＞ 界限＋遲滯 ，才會進行下一個檢測。

開始位準搜尋之後，變成等待檢測。
位準搜尋有遲滯、濾波器的設定項目(功能)。
濾波器(取樣點數)： OFF / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000從符合搜尋條件的點起設定的濾波器長度的期間持續，條件成立後的樣本為檢測點。
位準向上設定時的檢測條件為資料值 ≧ 界限－遲滯 。

位準向下設定時的檢測條件為最小資料值 ≦ 界限＋遲滯 。

請參閱｢位準向上搜尋示例 2」。
上述為 Normal 記錄的情況下，「10.2.2. P-P 取樣」的情況下，上述條件的資料值為
最大資料值或最小資料值。
OFF 和 1 一樣意思。
遲滯：

0.0 ～ 10.0 ％，0.1 為單位
相對於測量量程的比率。
0.1%且 10V 量程的情況下，遲滯為 10 mV.

94

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能位準向上搜尋示例 1
位準向上設定且濾波器 OFF 設定的示例。

位置標識為檢測點，紅圈為重新進行檢測點。

位準向上搜尋示例 2
位準向上設定且濾波器為 10 的示例。

位置標識為檢測點。

資料和「位準向上搜尋示例 1」相同。
「位準向上搜尋示例 1」的第 1 個檢測點為第 6 個樣本，從此之後，符合檢測條件的(10 點＝濾波器後面的)第 15 個為檢測點。

位準向下搜尋示例 1
位準向下設定且濾波器 OFF 設定的示例。

1WMPD4004448D

位置標識為檢測點，95

紅圈為重新進行檢測點。

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能位準向下搜尋示例 2
位準向下設定且濾波器為 10 的示例。

位置標識為檢測點。

資料和「位準向下搜尋示例 1」相同。
「位準向下搜尋示例 1」的第 1 個檢測點為第 6 個樣本，從此之後，符合檢測條件的(10 點＝濾波器後面的)第 15 個為檢測點。

7.5.6.

窗框搜尋（窗框內、窗框外）｢10.2.1. NORMAL 取樣」的情況下的窗框搜尋窗框內設定時，將符合

下限界限 ＜ 資料值 ＜ 上限界限

窗框外設定時，將符合

下限界限 ＞ 資料值

或的樣本，作為檢測點。

資料值 ＞ 上限界限的樣本，作為檢測點。

點檢測後的窗框搜尋窗框內設定時，直到符合

資料值 ＜ 下限界限－遲滯

或上限界限＋遲滯 ＜ 資料值 ，才會進行下

資料值 ＞ 下限界限＋遲滯

且

上限界限－遲滯 ＞ 資料值 ，才會進行下一個檢測。
窗框外設定時，直到符合一個檢測。

｢10.2.2. P-P 取樣」的情況下的窗框搜尋窗框內設定時，將符合

下限界限 ＜ 最大資料值

且

最小資料值 ＜ 上限界限的樣本，作為檢測

下限界限 ＞ 最小資料值

或最大資料值 ＞ 上限界限的樣本，作為檢測點。
窗框外設定時，將符合點。
點檢測後的窗框搜尋窗框內設定時，直到符合

最大資料值 ＜ 下限界限－遲滯

或上限界限＋遲滯 ＜ 最小資料值 ，才最小資料值 ＞ 下限界限＋遲滯

且

上限界限－遲滯 ＞ 最大資料值 ，才會進行下一個檢測。
窗框外設定時，直到符合
會進行下一個檢測。

96

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能開始窗框搜尋之後，變成等待檢測。
窗框搜尋有遲滯、濾波器的設定項目(功能)。
濾波器(取樣點數)： OFF / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000從符合搜尋條件的點起設定的濾波器長度的期間持續，條件成立後的樣本為檢測點。
窗框內設定時的檢測條件為資料值 ≧ 下限界限－遲滯

且

上限界限＋遲滯 ≧ 資料值 。
窗框外設定時的檢測條件為資料值 ≦ 下限界限＋遲滯

或上限界限－遲滯 ≦ 資料值 。
請參閱｢窗框外搜尋示例 2」。上述為 Normal 記錄的情況下，｢10.2.2. P-P 取樣」的
情況下，上述條件的資料值為最大資料值或最小資料值。OFF 和 1 一樣意思。
遲滯：

0.0 ～ 10.0 ％，0.1 為單位
相對於測量量程的比率。
0.1%且 10V 量程的情況下，遲滯為 10 mV.

窗框內搜尋示例 1
窗框內且濾波器 OFF 設定的示例。

位置標識為檢測點，紅圈為重新進行檢測點。第 17 個

藍圈不為檢測點。第 16 個樣本資料值和遲滯同值，因此不會變成等待檢測。
藍圈紅圈窗框內搜尋示例 2
窗框內設定且濾波器為 10 的示例。

位置標識為檢測點。資料和「窗框內搜尋示例 1」相同。
「窗框內搜

尋示例 1」的第 1 個檢測點為第 6 個樣本，從此之後，符合檢測條件的(10 點＝濾波器後面的)第 15 個為
檢測點。

1WMPD4004448D

977.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能窗框外搜尋示例 1
窗框外設定且濾波器 OFF 設定的示例。

位置標識為檢測點，紅圈為重新進行檢測點。

窗框外搜尋示例 2
窗框外設定且濾波器為 10 的示例。

位置標識為檢測點。

資料和「窗框外搜尋示例 1」相同。「窗框外搜尋示例 1」的第 1 個檢測點為第 6 個樣本，從此之後，符合檢測條件的(10 點＝濾波器後面的)第 15 個為檢測點。

98

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能7.5.7.

邏輯搜尋若在(搜尋)通道設定，設定邏輯模組的通道，就會顯示邏輯搜尋條件的設定項目。
１個邏輯模組為 16 ch(16 bit)。
分成通道 A、B 這 2 個群組，CH1 ～ CH8 為 A，其他為 B。
能夠進行各群組內的 AND 或 OR 演算，將符合該設定條件的樣本，作為檢測點。
※

開始搜尋之後，即使輸入值條件成立也會被忽視，資料值變化之後，才會開始搜尋。
｢10.2.2. P-P 取樣」的情況下，無法搜尋。請參閱｢7.5.2. 搜尋方法的種類和設定項目｣的｢無法搜尋的條
件」
。
位元模式：

－(OFF：無效)/L(Low 級)/H(High 級)
分別對 8 個邏輯通道，設定邏輯的成立條件。

檢測：位元 AND/位元 OR
將在位元 AND｢位元模式｣設定的所有通道符合條件的樣本，作為檢測點。

將在位元 OR｢位元模式｣設定的任何一個通道符合條件的樣本，作為檢測點。

濾波器(取樣點數)： OFF / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 / 10000從符合搜尋條件的點起設定的濾波器長度的期間持續，條件成立後的樣本為檢測點。
OFF 和 1 一樣意思。

邏輯搜尋示例(位元 AND)

畫面為位元 AND 條件的示例（執行結果的 Y-T 波形顯示）。
邏輯波形和搜尋通道相同，為 S1-CHA。

畫面最上面的波形顯示 CH1，最下面的波形顯示 CH8。
看得出以設定的｢位元模式｣的條件搜尋。

CH1

L
H
L
H
H
L
H

CH8

1WMPD4004448D

L

99

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能

7.5.8.
※

觸發搜尋記錄期間，搜尋以「5. 觸發設定」檢測的觸發點（波形監視器上部的 T 標記
觸發的情況下，不會顯示 Y-T 波形上的 S 標記。

7.5.9.

）。

標記搜尋記錄期間，搜尋「12.3.10. 遠端控制模組（RA30-112）」的 MARK 訊號的檢測點（波形監視器上部的 M
標記）。關於 MARK 訊號的檢測點之詳細訊息，請參閱「9.10.6. 參考資料」。

※

標記的情況下，不會顯示 Y-T 波形上的 S 標記。

※

記憶體記錄的情況下，無法進行標記搜尋。請參閱｢7.5.2. 搜尋方法的種類和設定項目｣的｢無法搜尋的條
件」
。

100

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.5.搜尋功能

7.5.10. 搜尋顯示選單
① 搜尋結果的現在編號和總數顯示及搜尋結果
顯示的變更上面，顯示現在顯示的搜尋結果的編號，下面顯示搜尋總數。
關於搜尋結果顯示的變更，請參閱「搜尋結果顯示的變更方法」。

② 搜尋結果顯示的變更操作鍵
關於搜尋結果顯示的變更，請參閱「搜尋結果顯示的變更方法」。
③ 游標連動OFF/A/B請參閱｢搜尋設定選單」。和該游標連動相同。
④ 搜尋下一個存在超出搜尋上限數的搜尋結果的情況下，將搜尋結果的最終點作為搜尋範圍的開
始點，重新搜尋。按鍵的當下，上一次的搜尋結果會被刪除。
⑤ 確認搜尋設定或點觸重新設定，能夠確認搜尋
CH 鍵，就會顯示「4.3.1. CH 設定子選單(RA30-101 的情況下)」
設定或重新設定。
⑥ 搜尋結束點觸 搜尋結束

鍵，搜尋就會結束，搜尋顯示選單回到正常的側邊選單。

功能限制
本選單的顯示中，無法使用下列功能。
切換記錄資料（印表機記錄、SSD 記錄、記憶體記錄）
切換記憶體區塊
切換 X-Y 顯示、FFT 顯示搜尋結果顯示的變更方法
搜尋結果有 3 種顯示方法。
變更搜尋結果編號，Y-T 波形就會追隨，畫面的中央變成檢測點。但記錄資料的開始和結束附近變成檢測點的情況下，會最大限度地顯示波形，畫面中央不會變成檢測點。
點觸①，單鍵飛梭就會變成有效。
｢正常模式｣的情況下，10 為單位，｢微調模式｣的情況下，1 為單位。
關於各模式，請參閱「1.3. 操作面板」。
長按①，就能在數值輸入對話框設定。
＜

鍵，就會移動至前 1 個結果，點觸

1WMPD4004448D

101

點觸②的

＞

鍵，就會移動至後 1 個結果。

7.重播記錄資料 － 7.6.跳轉功能

7.6.

跳轉功能

設定下列跳轉目的地條件，跳轉至該處。（更新 Y-T 波形顯示。）
資料的開始：

跳轉至記錄資料的開始

資料的中心：

跳轉至記錄資料的中心

資料的結束：

跳轉至記錄資料的結束

日期：

跳轉至指定的日期時間

時間：

跳轉至指定的經過時間

取樣點：跳轉至指定的樣本點游標：跳轉至游標 A 或游標 B

102

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.6.跳轉功能

7.6.1.

跳轉的種類和操作步驟 1.

進行｢7.1. 選擇記錄資料」
。

步驟 2.

點觸側邊選單的

步驟 3.

點觸

步驟 4.

設定的操作方法主要有 2 種。

工具CH

鍵，就會顯示 CH 設定子選單。

標籤。

如果不是｢跳轉設定選單」，請在綠框附近撥動。
類型 1：
類型 2：

下拉式清單的情況下，點觸
輸入數值的情況下，點觸

對象的設定
對象的設定

鍵，從清單點觸 Item。
鍵，外框就會變成橙色。

旋鈕周邊的燈變為藍色，可使用旋鈕進行變更。

下拉式清單設定（類型 1）
橙色

左旋轉

右旋轉

數值下降

數值上升
藍色
旋鈕

旋鈕設定（類型 2）

步驟 5.

設定完成後，點觸

執行

鍵。

開始處理，結束後，該跳轉條件會顯示於 Y-T 波形的中央，側邊選單關閉。搜尋結果在資料的開始或末尾附近的情況下，S 標記不會顯示在中央。

1WMPD4004448D

1037.重播記錄資料 － 7.6.跳轉功能

7.6.2.

跳轉條件的種類和設定項目

各跳轉條件（ 跳轉至

設定(主機畫面的標記)）的設定項目有所不同。

詳細訊息請參閱「7.6.3. 資料的開始、中心、結束」、「7.6.4. 日期設定」、「7.6.5. 時間設定」、「7.6.6. 取
樣點」、「7.6.7. 游標」
。
跳轉至：
跳轉目的地
資料的開始
資料的中心
資料的結束
日期
時間
取樣點
游標
游標連動：

設定項目

設定值

日期時間
經過時間
樣本編號
游標

年、月、日、時、分、秒、毫秒、微秒、奈秒
日、時、分、秒、毫秒、微秒、奈秒
0 ～ 記錄資料數-1
A、B

從 OFF/A/B 選擇。
OFF 為不和游標連動。
A將游標 A 移動至 S 標記（隨著 S 標記連動）。

B

隨著游標 B 連動。游標連動設定為｢B｣，跳轉目的地為｢游標｣，游標設定為｢A｣的情況下，游標 B 會移動至和游標 A 相同的點。

游標 A 的情況下顯示游標線，必須將｢1.6.2. 控制列｣設定為
游標鍵。

游標設定請參閱「7.2.3. 游標」。

跳轉設定選單
右邊的畫面為跳轉設定選單的示例。

104

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.6.跳轉功能

7.6.3.

資料的開始、中心、結束

快取縮圖的波形為顯示資料整體。
畫面為「資料的中心」設定時的結果。
看得出資料的中心為 Y-T 波形顯示。

快取縮圖

資料整體
開始

7.6.4.
點觸

中心

結束

日期設定
執行

鍵，就會跳轉至「日期設定」的點。

設定為記錄資料範圍外的情況下，會顯示錯誤對話框。
指定的時間沒有資料的情況下，會跳轉至最近的點。
請將｢8.2.5. 其他｣的[X 軸註記]，作為

時間

鍵。

日期設定
點觸紅框，顯示設定畫面。點觸日期，撥動設定「年、月、日」，點觸時間，撥動設定「時、分」。點觸其
他的秒、毫秒、微秒、奈秒，以單鍵飛梭設定，或者長按，在數值輸入畫面設定。

1WMPD4004448D

1057.重播記錄資料 － 7.6.跳轉功能7.6.5.
點觸

時間設定
執行

鍵，就會跳轉至「時間設定」的點。以記錄資料的開始時間為 0，設定從此之後的相對時間。
記憶體記錄的情況下，指定以區塊的開頭為 0 時的相對時間。所有區塊為對象。
設定為記錄資料範圍外的情況下，會顯示錯誤對話框。
指定的時間沒有資料的情況下，會跳轉至最近的點。
請將｢8.2.5. 其他｣｣的[X 軸註記]，作為

時間

鍵。

時間設定
點觸紅框，顯示設定畫面。點觸日、時、分、秒、毫秒、微秒、奈秒，以單鍵飛梭設定，或者長按，在數值輸入畫面設定。

7.6.6.
點觸取樣點
執行

鍵，就會跳轉至「取樣點設定」的點。

請將｢8.2.5. 其他｣的[X 軸註記]，作為

取樣點

鍵。

取樣點設定
點觸取樣點，以單鍵飛梭設定，或者長按，在數值輸入畫面設定。
設定範圍：0 ～ 記錄樣本數-1

106

1WMPD4004448D

7.重播記錄資料 － 7.6.跳轉功能7.6.7.
點觸游標
執行鍵，就會跳轉至「游標設定」的點。

請按照｢7.2.3. 游標｣，設定游標 A 或游標 B。

游標設定
點觸游標，以單鍵飛梭設定，或者長按，在數值輸入畫面設定。
設定範圍：0 ～ 記錄樣本數-1

執行跳轉前的游標 B 的時間

游標 B（時間 1 s）顯示於 Y-T 波形的中央。

1WMPD4004448D

107

8.各種設定的詳細訊息 － 7.6.跳轉功能

8. 各種設定的詳細訊息
在本章，說明從側邊選單的設定進行的各種設定功能。
①
②
③

④

⑤

① 測量模式：選擇測量模式「4.1 選擇測量模式｣② 設定檔案建立：

製作儲存測量模式、記錄設定、主機設定的設定資料。

③ 記錄設定：進行記錄條件、通道等記錄相關的設定 「8.2. 記錄設定｣④ 主機設定：進行時間、通訊等主機相關的設定⑤ 管理：進行檔案、維護等主機的管理 「8.4. 管理｣

108「8.1. 設定檔案建立｣「8.3. 主機設定｣

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.1.設定檔案建立

8.1.

設定檔案建立

製作儲存現狀的測量模式、記錄設定、主機設定的設定資料。製作的設定資料記錄於主機內建的 SSD，
顯示於設定管理的清單。能夠從設定資料，進行還原設定。
點觸設定畫面的 設定檔案建立 鍵，就會顯示[設定檔案建立]對話框。

輸入建立的檔案名稱，點觸 確定 鍵，就會建立設定檔。
輸入的檔案名稱的設定檔已存在的情況下，顯示確認覆寫對話框。若要覆寫，點觸 確定 鍵。點觸 取消 鍵，就會回到[設定檔案建立]對話
框。

Tips
檔案名稱僅可使用半形英文數字，最多能夠輸入 40 個字元。
檔案名稱無法使用 Windows 的禁止名稱等。
主機內部有 100 個設定檔案的情況下，無法建立新的設定檔。

1WMPD4004448D

109

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.

記錄設定

進行

記錄 、 通道清單 、 頁面 、 印表機 、 其他 的設定。點觸各設定項目，便會顯示相應的詳

細設定畫面。

8.2.1.

記錄點觸記錄設定的

設定 ，便會顯示記錄相關的設定的清單。

在｢6.3.1. 記錄設定｣中有詳細說明。

8.2.2.

通道清單點觸記錄相關的

通道清單 ，就會顯示輸入模組的清單，點觸位於清單上部的共同 、 轉換 、

頁面 ， 模組類型 ，就會顯示各自的清單。

110

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.2.1. 共同點觸共同 ，便會顯示輸入模組的共同設定項目。

點觸可設定的單元，便可變更此單元的設定值。

清單的各項目如下。
批次：

可批次對勾選的通道進行設定。
另外，點觸右上方的

全部選擇 ，可批次選擇全部通道。

CH：

顯示｢插槽編號｣ － ｢通道編號｣。

模組：

顯示輸入模組的型號。

通道名稱： 顯示使用者設定的輸入訊號的通道名稱。點觸該外框，便可設定通道名稱。長按可顯示輸入用軟鍵盤。
測量：

顯示輸入的 ON/OFF 狀態。點觸可切換 ON/OFF。

色彩：顯示將在波形監視器上顯示的波形顏色。點觸可變更波形顏色。

顯示位置： 顯示通道設定中所設定的顯示位置。點觸可變更顯示位置。
顯示範圍： 顯示通道設定中所設定的顯示範圍。點觸可變更顯示範圍。
顯示最大： 顯示通道設定中所設定的顯示最大。點觸可變更顯示最大。
顯示最小： 顯示通道設定中所設定的顯示最小。點觸可變更顯示最小。

1WMPD4004448D

111

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.2.2. 轉換（物理量換算）

清單的各項目如下。
批次：

可批次對勾選的通道進行設定。
點觸右上方的全部選擇 ，可批次選擇全部通道。

轉換方式： 從｢增益｣、｢2 點｣、｢無｣中選擇轉換方式。
增益：對輸入電壓施加增益與偏移，以 y = ax + b 的一次函數進行轉換。
轉換 1 ＝ 增益，轉換 2 ＝ 偏移2 點：將輸入的 2 點電壓轉換為想要轉換的 2 點物理量。
轉換 1 ＝ 第 1 點的物理換算值，轉換 2 ＝ 第 2 點的物理換算值舉例來說，將以 4-20 mA 輸入的訊號，透過 1 kΩ 的分流電阻轉換成電壓的情況下，
對於輸入的電壓值±1 V 的設定為
轉換 1 ＝ 20 → +1、轉換 2 ＝ 4 → -1。

無：不進行物理量換算。
2 點補正與增益補正的關係

物理量

在 2 點 a1(x1, y1)､a2(x2, y2)指定的校正和

y2a2

y = ax + b 的增益 a 和偏移 b 的關係為y1

a1

偏移 b = y1 - ax1 = y1 - x1(y2 - y1)/(x2 - x1)ba增益 a = (y2 - y1)/(x2 - x1)

單位：

x1

y = ax + b

x2

輸入值

設定物理量換算得出的輸出的單位。點觸後顯示單位表，請選擇目標單位。目標單位不在表中
時，請點觸

單位清單

鍵，變更單位表。

112

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.2.3. 頁面
點觸 頁面 ，就會顯示頁面相關的設定項目。
點觸可設定的單元，便可變更此單元的設定值。

清單的各項目如下。
批次：

可批次對勾選的通道進行設定。此外，點觸右上方的CH：

顯示｢插槽編號｣ － ｢通道編號｣。

模組：

顯示輸入模組的型號。

頁面：顯示已登錄的頁面編號。點觸就能變更圖形：SHEET1

全部選擇 ，就會批次選擇全部通道。

～

SHEET3 。

各通道從最多 18 個中，分配至 1 個圖形。為了波形顯示各通道的測量資料，設定圖形編號。
從 G1 ～ G18(Graph18)選擇。

波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
波形反轉： ON 為波形反轉。波形反轉請參閱「10.5. 波形反轉」。

8.2.2.4. 各模組類型清單點觸

模組類型 （RA30-xxx），就會顯示安裝的同一類型模組固有的設定清單。各模組的設定內容請參閱｢9. 選配模組的使用方法｣。以 RA30-101 為例，說明如下。

RA30-101 ，就會顯示 RA30-101（2 ch 電壓模組）固有的設定清單。
清單的各項目如下。
點觸CH：

顯示｢插槽編號｣ － ｢通道編號｣。

輸入耦合： 顯示輸入耦合(DC、AC、GND)的設定狀態。點觸後可進行輸入耦合的設定。
測量量程： 顯示輸入模組的測量量程。點觸可變更量程。
L.P.F.：

顯示低通濾波器的設定。點觸可變更濾波器。

A.A.F.：

顯示抗混疊濾波器的設定。點觸可變更濾波器。

1WMPD4004448D

113

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.3.

頁面

點觸記錄設定的

頁面 ，就會顯示圖表設定及監視器顯示和印表機波形的頁面設定清單。

8.2.3.1. 圖表點觸圖表 ，就會顯示 Y-T 波形的分割數(圖表數)相關的設定項目。

點觸可設定的單元，便可變更此單元的設定值。

②
①
③

⑥

④

⑤

① Y-T 波形畫面預覽：變更分割數和高度等設定，就會預覽顯示 Y-T 波形畫面的格線。
② 分割數：

選擇 Y-T 波形的分割數(圖表數)。(最大 18)③ 分割設定：設定圖表的高度、空間的高度、格線的 ON/OFF。
顯示選擇的圖表數的設定。
TSP (Top SPace)

表示最上部的空間。

BSP (Bottom SPace)

表示最下部的空間。

G#

表示各圖表。

(#為圖表編號)。

表示各圖表間的空間。

(#為空間編號)。

(Graph)SP# (SPace)
高度/行數：

以高度或行數，設定列印於記錄紙的圖表(G#)或空間(SP#)。
高度的情況下，以 2.5 mm 為單位(1 行高度)設定。

行編號：顯示列印位置的行編號。

格線：

設定格線顯示、列印的 ON/OFF。
請將｢8.2.4. 印表機｣的｢列印｣或｢8.3.3. 顯示｣的格線設定，設定為 ON。

④ TSP/BSP：將 TSP(Top SPace)、BSP(Bottom SPace)的顯示設定，設定為 ON/OFF。

⑤ 初始化：

將現在選擇的分割數的分割設定初始化。

⑥ 列印預覽：顯示 Y-T 波形的列印預覽的畫面開啟。
能夠確認格線和｢8.2.4. 印表機｣的｢列印｣、｢列印文字｣的列印位置。
114

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定
透過伸展，放大顯示。能夠透過撥動移動。

SHEET 切換鍵：

透過左下方的SHEET1 、 SHEET2 、 SHEET3

切換鍵，能夠確認各頁面的顯示。能夠確認訊號名稱和刻度。
整體顯示：

放大的情況下，點觸關閉：關閉本畫面。

整體顯示

8.2.3.2. SHEET1/ SHEET2/ SHEET3
分配顯示於各頁面的圖形的輸入通道。

1WMPD4004448D

115

鍵，就會依照高度顯示。

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定點觸設定對象的 SHEET 及圖表的單元，就會顯示通道分配畫面。設定對象的頁面編號和圖表編號，顯示
於畫面的上部中央。

①

模擬通道 鍵②

模組 鍵③

邏輯通道 鍵④

ALL ON 鍵①

模擬通道 鍵：點觸之後，選擇的通道就會分配至頁面的圖表。

②

模組 鍵：

點觸之後，該模組的所有通道就會分配至頁面的圖表。

③

邏輯通道 鍵：｢9.5.2. 輸入通道的設定｣(｢16CH 邏輯模組（RA30-105）｣) 的訊號單位為｢1 CH｣的情況下，以 1CH 為單位分配。點觸通道，就會顯示對話框，選擇的
通道會分配至頁面的圖表。
訊號單位為｢8 CH｣的情況下，以 8CH(CHA/CHB)為單位分配。

｢1 CH｣的情況下④

ALL ON 鍵：｢8 CH｣的情況下

點觸之後，所有模組的所有通道就會分配至頁面的圖表。

1 頁面中可設定最大 48 個通道，表的右側顯示現在的使用通道數。使用通道數超過 48 ch 的情況下，請點觸 確定 或 取消 ，將通道分配到其他頁面。

116

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.4.

印表機

點觸記錄設定的

印表機 ，可進行印表機輸出的各種列印功能的設定。

8.2.4.1. 列印
點觸

頁眉：

列印

鍵，可設定在波形列印的同時列印的各種列印資訊。

本產品可在波形記錄前進行頁眉文字、通道名稱的列印。
請從註記：

文字 、 通道名稱 、 文字／信號名稱 、 OFF

中選擇波形前的列印內容。

設定在波形記錄的同時印字的註記文字的印字的 ON/OFF。請從

文字 、 OFF

中選

擇。
頁腳：

請從

文字 、 刻度值 、 文字／刻度值 、 OFF

中選擇波形記錄結束時列印的刻度

值、頁腳文字。
格線：

選擇與波形列印同時列印的格線形式。
從

10 mm 標準 、 10 mm 、 5 mm 標準 、 5 mm 、 OFF

10 mm 標準

1WMPD4004448D

10 mm

5 mm 標準

117

5 mm

選擇。
OFF

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定日期/記錄名稱： 請從觸發/標記：

請選擇

日期 、 記錄名稱 、 日期/記錄名稱 、 OFF 選擇。
ON 、 OFF 。

日期
試驗名稱
觸發
標記
時間軸：

請選擇 ON 、 OFF。標記為｢8.2.5. 其他｣的 X 軸標記設定。X 軸標記設定為「日期」的情況下，以 2 行列印。

Note

第 86 行的情況下，第 2 行不會印列。
記錄速度： 從 取樣速度 、 送紙速度 、 OFF

中選擇列印在波形列印下方的記錄速度。

時間軸
記錄速度
送紙長度： 設定波形列印結束時和複製的畫面(截圖)等所有列印結束後，送紙的長度。

118

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

列印示例
頁眉

通道名稱

註記

頁腳

列印行第 1 行

列印行第 86 行

1WMPD4004448D

119

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

8.2.4.2. 列印文字
點觸頁眉 、 註記 、 頁腳 ，便會顯示各列印用文字的設定畫面。註記、頁眉、頁腳的設定方法完

全相同。
設定方法請參照「6.2.3. 註記的設定與列印」。

8.2.5.

其他點觸記錄設定的 其他 ，就會顯示記錄相關的設定清單。

出紙速度鍵:
於記錄裝置選擇

PRINTER ，透過控制列右端的切換選單，選擇

PEN REC 時，進行顯示於控制

列的使用者設定送紙速度的設定。
能夠登錄 6 個送紙速度。左端為出紙速度鍵 1 的設定。
120

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.2.記錄設定

T 點觸
EXT.

出紙速度鍵 ，就會顯示設定對話框。
是指｢10.3.2. 外部取樣｣。

.

X 軸註記:

設定時間／日期／點。
X 軸註記設定

波形監視器的 X 軸顯示記錄資訊 XML 檔案輸出:
以使用者製作的應用程式，讀取記錄檔案的情況下，設定為 ON。ON 的情況下，記錄資訊的 XML 格式檔
案會新增至記錄資料。

1WMPD4004448D

121

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

8.3.
進行

8.3.1.

主機設定
環境 、 通訊 、 顯示 、 其他的設定。點觸各設定項目，便會顯示相應的詳細設定畫面。

環境

點觸主機設定的 環境 ，就會顯示[環境]畫面。
在[環境]畫面，能夠進行本產品的環境設定。

①
②
③

④

⑤
⑥
⑦

各項目的功能如下。
①

電腦名稱：

可設定本產品的名稱。點觸電腦名稱欄，便會顯示[電腦名稱]變更對話框。雙點名稱的部分，就會顯示軟鍵盤，請進行設定。
雙點就會顯示軟鍵盤。

②

語言：選擇本產品的使用語言。

③

時區：設定本產品時鐘的時區。

122

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定④

日光節約時間：選擇是否依照日光節約時間，自動調整時間。
以時區指定的地區不採用日光節約時間的情況下，無法選擇。

Tips
切換日光節約時間，不會反映於記錄資料的時間軸。

⑤

日期和時間：

設定本產品的時鐘。點觸

日期和時間

鍵，便會顯示[日期和時間]設定框。
請點觸

年

月

日

時

分

的部分，進行

設定。

⑥

螢幕亮度：

變更畫面亮度。
請在 1～10 範圍內設定。

⑦

嗶聲：發生超量程時，響起嗶聲的情況下，設定為 ON，沒有響起的情況下，設定為 OFF。

1WMPD4004448D

123

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

8.3.2.

通訊

點觸主機設定的 通訊 ，就會顯示[通訊]畫面。
在[通訊]畫面，能夠進行本產品的通訊、Web 伺服器、FTP 伺服器、資料傳輸的設定。

8.3.2.1. 通訊
點觸[通訊]畫面中央部的 通訊 鍵，就會顯示[通訊]設定畫面。

124

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

網路設定

注意
網路設定時的注意事項
將本產品連接至設施內網路時，請先向網路管理者諮詢網路設定內容。
點觸[通訊]設定畫面的 網路 框內，就會顯示網路設定對話
框。結束設定的情況下，請觸點

OK 。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

①

IP 位址設定：

選擇自動取得 LAN 的 IP 位址等（DHCP 設定），或者手動設定。自動取得的
情況下，無需進行② ～ ④的設定。

②

IP 位址：

設定手動 LAN 的 IP 位址。IP 位址為設備固有位址，因此連接 2 台以上的本產
品時，請務必設定為不同的位址。

③

子網路遮罩：

定義 IP 位址的範圍(子網路)的值。一般設定為 C 級。
C 級：255.255.255.000
B 級：255.255.000.000
A 級：255.000.000.000

④

預設閘道：

設定將本產品所連接的網路與外部網路連接的閘道設備的 IP 位址。

⑤

DNS 伺服器位址設定：

選擇自動取得 DNS 伺服器的 IP 位址設定，或者手動設定。自動取得的情況
下，無需進行⑥ ～ ⑦的設定。

⑥

慣用 DNS 伺服器：

設定網路內的慣用 DNS 伺服器的 IP 位址。

⑦

其他 DNS 伺服器：

設定網路內的其他 DNS 伺服器的 IP 位址。

1WMPD4004448D

125

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

RS-232C 設定其他注意
RS-232C 設定時的注意事項
使用本產品的 RS-232C 連接埠，和外部設備進行通訊的情況下，請將 RS-232C 設定的各項目設定成和主機(host)相同。
點觸[通訊]設定畫面的 RS-232C 框內，就會顯示 RS232C 設定對話框。結束設定的情況下，請點觸 OK 。

①
②
③
④
⑤

①

傳送速率： 設定 RS-232C 資料傳送速率。
從 300､ 600､ 1200､ 2400､ 4800､ 9600､ 14400､ 19200､ 38400､ 57600､ 115200､
230400､ 460800 bps 選擇。

②

資料位元： 1 位元組資料的位元數。固定為 8 位元。

③

停止位元： 1 位元組資料的停止位元。從 1､ 2 位元 選擇。

④

奇偶校驗： 1 位元組資料的奇偶校驗位元。
從 None､ 奇數､ 偶數､ Mark､ Space 中選擇。

⑤

流量控制： 通訊的流量控制。Hardware 是透過通訊線路的 CTS/RTS 實現的控制。
從 None､ XON / XOFF､ Hardware 中選擇。

126

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

驗證設定從電腦等的 Web 瀏覽器連接時，用於（將 Web 伺服器認證設定設定為 [ON]時）的驗證。進行驗證設定之後，只有使用者名稱和密碼與分別設定者一致時，才能連接。
點觸[通訊]畫面的 驗證 框內，就會顯示驗證設定對話框。結束設定時，請點觸 確定 。
①
②
③

①

使用者名稱：

設定使用者名稱。

②

密碼：

設定密碼。輸入的字元會以●顯示。

③

顯示密碼：

✔(勾選)就會顯示在密碼輸入的字元。

Tips
能夠用於使用者名稱、密碼的字元為（a～z、A～Z、0～9、-）。輸入其他字元的情況下， OK 鍵會變成無效。

1WMPD4004448D

127

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

Web 伺服器設定
啟用 Web 伺服器功能，就能使用電腦的 Web 瀏覽器，遠程操作 RA3100、設定、瀏覽畫面等。

Note
設定 Web 伺服器的注意事項
為了防止不當存取，必要時，請進行驗證設定。
點觸[通訊]畫面的 Web 伺服器 框內，就會顯示 Web 伺
服器設定對話框。結束設定時，請點觸 確定 。
①
②
③

①

ON / OFF： 設定 Web 伺服器功能的 ON/OFF。

②

驗證：設定驗證功能的 ON/OFF。
ON 的情況下，須經驗證才能使用 Web 伺服器。（從電腦輸入驗證設定的使用者名稱、密碼
連接）

③

存取限制：

選擇從 Web 瀏覽器的存取限制。
無法操作的情況下，從 Web 瀏覽器僅可瀏覽，無法操作。

連接 Web 伺服器的方法，請參閱「10.7. 使用 Web 瀏覽器，連接本產品」。

Tips
本產品的 IP 位址設定為「自動取得」的情況下，無法使用 Web 伺服器。

128

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

FTP 伺服器
啟用 FTP 伺服器功能，使用 FTP 用戶端軟體，就能下載記錄資料、圖片資料、設定資料。

Note
為了防止不當存取，必要時，請進行驗證設定。
不進行記錄和筆式記錄時，請使用下載。
點觸[通訊]畫面的 FTP 伺服器 框內，就會顯示 FTP 伺
服器設定對話框。若要結束設定，請點觸 確定 。
①②①

ON / OFF：

設定 FTP 伺服器功能的 ON/OFF。

②

驗證：

設定使用驗證功能時使用基本/匿名中哪一種。
ON 的情況下，透過基本驗證使用。(從用戶端輸入驗證設定的使用者名稱、密碼連接。)
OFF 的情況下，透過匿名驗證使用。(從用戶端輸入使用者名稱「anonymous」，密碼空
白接連。)

連接 FTP 伺服器和下載方法，請參閱「10.8. 透過 FTP 下載本產品的資料」。

Tips
本產品的 IP 位址設定為「自動取得」的情況下，無法使用 FTP 伺服器。
本產品的驗證設定的使用者名稱和密碼為下列的情況下，無法使用 FTP 伺服器的驗證。
使用者名稱： 「 」(空白)、「AND」、「Administrator」、「DefaultAccount」、「Guest」、「WDAGUtilityAccount」
密碼：

1WMPD4004448D

「

」(空白)

129

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

8.3.2.2. 資料傳輸
點觸[通訊]畫面中央部的 資料傳輸 鍵，就會顯示[資料傳輸]設定畫面。
啟用資料傳輸，就會傳輸本產品取樣的測量資料。
測量資料的取得方法請參閱「10.9 資料傳輸」。

Tips
本產品的測量模式設定僅「MFG 模式」的情況下能夠使用。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

①

狀態：
狀態

顯示資料傳輸的狀態。
圖標

說明

OFF

(無)

資料傳輸功能停止

傳輸中

●

資料傳輸中

待機中

■

和傳輸目的地的連接確立，等候資料傳輸

未連接□

和傳輸目的地的連接未確立

錯誤!

資料傳輸時發生錯誤Tips狀態的圖標亦顯示於側邊選單的測量模式。
②

ON / OFF：

設定資料傳輸功能的 ON/OFF。

③

傳輸模式：

設定傳輸模式的始終/記錄中/手動。

始終：

隨時傳輸測量資料。

記錄中： 記錄中傳輸測量資料。
手動：將[手動控制]設為開始，就會傳輸測量資料。

④

資料類型：

設定傳輸的測量資料的種類。

⑤

傳輸協議：

設定和 PC 的通訊傳輸協議。
130

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定⑥

UDP 目的地：

設定 PC 的 IP 位址和連接埠編號。傳輸協議為 UDP 的情況下，為有效。

⑦

傳輸資料：

設定傳輸資料的單發/連續。

單發：

無論本產品的取樣速度為何，以約 100 ms 週期傳輸測量資料。

連續：

傳輸和本產品的取樣速度同步的測量資料。

⑧

抽取：[傳輸資料]為連續的情況下，設定傳輸資料的抽取。

⑨

時間戳記：

設定附加傳輸資料的時間戳記。

Tips[資料類型]為 SSD 的情況下，[傳輸資料]的連續僅可使用內部取樣 1 kS/s 以下。

1WMPD4004448D

131

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

8.3.3.

顯示

點觸主機設定的顯示 ，便會顯示[顯示]畫面。

[顯示]畫面中可進行監視器顯示的輔助功能的設定。
格線：

設定波形監視器的格線顯示的 ON/OFF。

觸發線：設定檢測到觸發時觸發線顯示的ON/OFF。

標記線：

設定檢測到標記時標記線顯示的
ON/OFF。

※

標記檢測於安裝選配的遠端控制模組時有效。
搜尋結果線： 設定搜尋結果線的顯示 ON/OFF。

波形監視器的觸發線、標記線、搜尋結果線顯示
觸發線

搜尋結果線

標記線

ON 時

OFF 時

132

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.3.主機設定

8.3.4.

其他

點觸主機設定的 其他 ，就會顯示[其他]畫面。
在[其他]畫面，能夠進行主機設定的其他的設定。

追蹤游標：

ON 的情況下，游標移動至波形監視器外時，顯示波形和游標。OFF 的情況下，移動至波形監視器外時，波形不會移動，僅游標移動。
（不會顯示游標線。）

TRIG 鍵：選擇按操作面板的 TRIG 鍵時的動作。TRIG 的情況下，會使觸發產生。FEED 的情況下，按下的期間內，會空白送記錄紙。

1WMPD4004448D

133

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

8.4.

管理

進行 檔案管理 、 維護 、 歷程記錄 、 版本管理 的設定、顯示。
點觸各設定項目，就會顯示各自的詳細畫面。

8.4.1.

檔案管理

點觸管理的 檔案管理 ，就會顯示[檔案管理]畫面。
在[檔案管理]畫面，能夠進行儲存於本產品的記錄資料、圖片資料、設定資料的操作。

8.4.1.1. 記錄點觸[檔案管理]畫面中央部的 記錄 鍵，就會顯示[記錄]管理畫面。
記錄於主機內建的 SSD 的記錄資料的清單，顯示於[記錄]管理畫面的左側。
點觸記錄資料的記錄名稱、日期時間，該資料的[記錄資訊]就會顯示於右側。
記錄資料清單

記錄資訊

134

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理向上滑動記錄資訊，便會顯示模組資訊。

①

②

③

④

⑤

⑥

記錄管理的操作點觸清單左側的選擇欄，會顯示✔ (勾選)，此資料即被選擇，成為記錄資料的刪除、設定還原的對象。再次點觸選擇欄便會解除選擇。

①

全部選擇：

選擇全部記錄資料。

②

取消全部選擇：取消全部選擇。

③

刪除：刪除所選擇的記錄資料。

④

還原記錄設定：將與記錄資料同時儲存的設定資訊設定至主機中。

⑤

更新檔案：

更新舊記錄資料的檔案格式。

⑥

匯入和匯出：

將記錄資料匯出至儲存用的外部媒體（SD 記憶卡、USB 記憶體等）（備份），或是將備份在外部媒體中的資料匯入（讀入）。

1WMPD4004448D

135

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理還原記錄設定本產品的記錄條件與記錄資料一起儲存。
在[記錄]管理畫面，選擇想要還原、重新設定的記錄條件的資料，點觸 還原記錄設定 鍵，記錄條件就會
設定於主機。

Tips
記錄資料的檔案版本和主機的軟體版本不同的情況下，可能無法還原記錄設定。
比起主機的軟體版本，記錄資料的檔案版本較舊的情況下，透過更新檔案；較新的情況下，透過系
統更新，能夠還原。

關於版本，請參閱「10.1 關於版本」。

更新檔案
更新因檔案版本舊而無法透過重播等使用的記錄資料的檔案格式。
在[記錄]管理畫面，選擇想要更新檔案的記錄資料，點觸 更新檔案 鍵，就會更新。

Tips
將記錄資料的檔案版本為 Ver.1.x.x 的記錄資料，更新檔案的情況下，必須進行下列項目的重新設定。
・送紙長度・記錄資訊 XML 文件輸出關於版本，請參閱「10.1 關於版本」。

136

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理匯出記錄資料備份

將儲存用外部媒體（SD 記憶卡、USB 記憶體等）連接至主機，確認側邊選單的 SD、USB 指示器為有效（活動）狀
態。
點觸[記錄管理]畫面右下方的匯入和匯出

鍵，便會顯示用於選擇匯入／匯出目標外部媒體的對話框，請選擇對象外部媒體。
點觸確定 ，畫面便會切換至[匯入／匯出]畫面。
內建 SSD 的記錄資料清單
外部媒體的記錄資料清單

勾選✔要備份的資料
在要備份的資料的選擇欄中打✔(勾選)，點觸中央的

1WMPD4004448D

137

匯出

鍵，便可進行記錄資料的匯出。

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理匯入

備份資料的讀入

與匯出一樣開啟[匯入、匯出]畫面，將備份在外部媒體中的備份資料讀入至主機。
匯入時，在右側的外部媒體的資料清單中打✔(勾選)，按中央的匯入

鍵。

將讀入資料打✔

主機內部有和備份相同的記錄資料的情況下，就會顯示
提醒的對話注意的對話框，請從
鍵、 取消

覆寫

鍵、 跳過

鍵，選擇適當的處理。

138

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

8.4.1.2. 圖片點觸[檔案管理]畫面中央部的 圖片 鍵，就會顯示[圖片]管理畫面。
在[圖片]管理畫面，長按

PRINT

鍵，能夠管理儲存的監視器的螢幕截圖影像。

畫面左側會顯示主機內建 SSD 中記錄的圖片資料清單，點觸清單的日期時間欄，此圖片的預覽便會顯示在右側。
圖片資料清單
圖片預覽

①

②

③

④

⑤

圖片管理的操作點觸清單左側的選擇欄，就會顯示✔(勾選)，該資料會被選擇，成為資料的操作對象。再次點觸選擇欄
便會解除選擇。
①

全部選擇：選擇全部圖片資料。

②

取消全部選擇：取消全部選擇。

③

刪除：刪除所選擇的圖片資料。

④

列印：

使用印表機列印預先顯示的圖片資料。

⑤

匯出：將圖片資料匯出至外部媒體(SD 記憶卡、USB 記憶體等)。

1WMPD4004448D

139

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

圖片匯出
匯出

鍵，便會顯示用於選擇匯出目標外部媒體的對話

框，請選擇對象外部媒體。點觸

確定 ，畫面便會切換至[匯出]畫面。在要匯出的資料的選擇欄中打✔(勾選)，點觸中
央的 匯出 鍵，便可進行圖片資料的匯出。

將要匯出的資料打✔(勾選)
內建 SSD 的圖片資料清單
外部媒體的圖片資料清單

140

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

8.4.1.3. 設定
點觸[檔案管理]畫面中央部的 設定 鍵，就會顯示[設定]管理畫面。
在[設定]管理畫面，能夠管理以[設定檔案建立]製作的設定資料。
記錄於主機內建的 SSD 的設定資料的清單，顯示於畫面的左側。點觸清單的名稱、建立日期時間欄，其設定的資訊就會顯示於右側。
設定資料清單

設定資訊

①

②

③

④

⑤

設定管理的操作點觸清單左側的選擇欄，就會顯示✔(勾選)，選擇其資料，就會成為刪除、還原設定的對象。重新點觸選擇欄，就會解除選擇。
①

全部選擇：

選擇全部設定資料。

②

取消全部選擇：取消全部選擇。

③

刪除：刪除所選擇的設定資料。

④

還原記錄設定：將主機更新為選擇的設定資料的設定資訊。

匯入／匯出：

將設定資料匯出(SD 備份)至儲存用外部媒體(SD 記憶卡、USB 隨身碟等)、匯入(讀⑤取)備份於外部媒體的設定資料。

1WMPD4004448D

141

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

還原設定
在[設定]管理畫面，選擇想要還原、重新設定的設定資料，點觸 還原設定 鍵，就會顯示[還原設定]對話框。
選擇要還原的項目，點觸 確定 鍵，就會更
新設定值。

Tips
測量模式必定會還原。
選擇電腦名稱/語言的情況下，還原後會關機。

匯出設定
將儲存用外部媒體(SD 記憶卡、USB 隨身碟等)連接主機，確認側邊選單的 SD、USB 指示燈變成有效(啟用)。
點觸[設定]管理畫面右下方的 匯入／匯出 鍵，就會顯示匯入／匯出目的地的外部媒體選擇對話框，請選擇儲存的外部媒體。
點觸 確定 鍵，畫面就會切換成[匯入／匯出]畫面。
✔(勾選)備份的設定資料的選擇欄，點觸中央的 匯出 鍵，就能匯出設定資料。

內建 SSD 的設定資料清單
外部媒體的
設定資料清單✔(勾選)備份的設定資料

142

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理匯入設定和匯出一樣，開啟[匯入／匯出]畫面，將備份於外部媒體的備份資料，讀取至主機。
若要匯入，✔(勾選)右側的外部媒體的設定資料清單，點觸中央的 匯入 鍵。

✔(勾選)讀取的設定資料

主機內部有和備份相同的設定資料的情況下，會顯示提醒的對話框，請從 覆寫 鍵、 跳過 鍵、 取消 鍵，選擇
適當的處理。

1WMPD4004448D

143

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

8.4.2.

維護

注意
在本維護檢查中確認本產品中發生異常時，請洽詢您購買本產品的經銷商或卷末所示的諮詢窗口或營業所。
「剩餘壽命」減少的情況下、「運行狀況」不正常的情況下，無法正常記錄、長時間保持資料，建議更換 SSD。
風扇的狀態變成「停止」的情況下，代表風扇故障，敬請修理。
交貨時的狀態下，即使液晶畫面產生畫素缺陷，3 點以下亦為合格。
另外，長時間使用後，液晶會發生老化，可能產生畫素缺陷。
進行長時間印表機記錄後，可能出現列印頭溫度上升而發生異常的情況。這種情況下請間隔一定時間後
重新進行檢查。
點觸其他設定的維護 ，便會顯示[維護]畫面，可進行本產品的維護。
⑤
⑥

①
⑦

②

①

⑧

③

②

⑨

④

③
⑩

①

SSD：

檢查內建 SSD 運行狀況。
點觸檢查

鍵，便會執行 SSD 的狀態確認以及寫入，並顯示

檢查結果。

②

風扇：

顯示冷卻風扇的狀態。

③

LCD：

確認液晶顯示器的狀態。
點觸檢查

鍵，畫面便會變為檢查用畫面，點觸後畫面依次顯示紅 → 綠 → 藍 → 白→ 黑。此時，請確認是否發生大塊的顯示不良（持續顯示黑或白）。

144

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理
④

⑤

亮度：

印表機：

可進行液晶畫面的亮度調整測試。
點觸-鍵，畫面便會變暗。

點觸+鍵，畫面便會變亮。

顯示印表機的狀態。另外，可透過測試列印的

開始 、 停止

鍵，確認印表機的列印狀態。
測試列印會在記錄紙上列印測試的日期和時間、主機的序列號，然後在整面上列印測試模板。可透過列印的測試模板確認是否存在左右的濃度不均、列印用熱敏頭的缺陷。
<測試列印 列印示例>⑥

OS info report：將 OS info report 檔案（本產品的 OS 資訊），輸出至外部媒體。點觸
鍵就會顯示輸出目的地的選擇對話框，因此點觸【OK】執行。輸出
需要幾分鐘。（請使用有 1MB 以上可用空間的外部媒體）。

Tips
OS info report 檔案為本產品異常時或沒有正常動作的情況
下，本公司用於分析的檔案。使用者無法使用。
⑦

蜂鳴器：

點觸嗶聲的 ON/OFF 鍵，蜂鳴器便會發出｢嗶嗶、嗶嗶｣的鳴響，
可進行確認。

⑧

LED：

可藉由操作面板的顏色確認主機的狀態。
可藉由旋鈕周邊的顏色，確認微調／粗調。
PRINT： 橙色
TRIG： 藍色

微調： 橙色粗調： 藍色START： 綠色

1WMPD4004448D

145

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理⑨

KEY：對操作面板的旋鈕、操作按鍵進行檢查。
按下操作面板的按鍵、左右旋轉旋鈕，畫面顯示便會變為高亮。
操作面板

⑩

初始化：

[維護] － KEY

回復本產品的出廠設定。點觸 初始化 鍵後會顯示執行初始化的確認對話框，點觸 確定 便會執行。初始化完成後，就會自動關
機，請按電源開關，重新開啟電源。

Tips
下列設定透過初始化，不會回復出廠設定。
[語言]、[時區]、[日光節約時間]、[日期和時間]

8.4.3.

歷程記錄點觸其他設定的歷程記錄 ，便會顯示本產品最近的 100 次歷程記錄次。

146

1WMPD4004448D

8.各種設定的詳細訊息 － 8.4.管理

8.4.4.

版本管理

點觸其他設定的

版本管理 ，便會顯示本產品的版本管理與更新。

①

②

③

①

系統更新： 使用 SD 記憶卡或 USB 記憶體，進行整個系統（軟體、硬體、模組）的更新。

Tips

若要使用，請從本公司網頁下載「版本升級檔」和「RA3100 更新步驟書」。

系統更新後，建議更新記錄資料的檔案格式。
②

模組更新： 僅模組進行更新。
更新至支援主機軟體的最新版本。
僅在本產品能夠更新。無需升級檔等。

③

警告顯示： 主機的軟體和模組的版本不適合的情況下顯示。
須更新模組：
相對於主機軟體，模組的版本較舊的情況下顯示。請進行「② 模組更新」。
須更新系統：
相對於模組，主機軟體的版本較舊的情況下顯示。請進行「① 系統更新」。

Note
系統更新中，或者模組更新中，請勿關閉本產品的電源。否則有無法正常動作之虞。

1WMPD4004448D

147

9.選配模組的使用方法 － 9.1.2ch 電壓模組（RA30-101）

9. 選配模組的使用方法
本章中說明選配模組的使用方法概要。

9.1.

2ch 電壓模組（RA30-101）

9.1.1.

概要

本模組是能夠在±100 mV ～ ±500 V 的測量量程，以 16 bit、1 MS/s 取樣 DC ～ 100 kHz 的訊號，進行 A/D 轉換的 2 ch 電壓輸入模組。搭載模擬濾波器和抗混疊濾波器。並且，各通道之間、輸入輸出之間實施絕緣。

9.1.2.

輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞①②②③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH。

③③④ 測量 ON/OFF
進行輸入訊號的測量。
ON：

④

⑤

⑤ 色彩：

⑥

⑦

⑦ 測量量程： 變更測量量程。

⑧⑨⑧ L.P.F.：

變更低通濾波器。

⑩⑪⑨ A.A.F.：

進行輸入通道的抗混疊濾波器的 ON/OFF 設定。
⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更： 變更插槽。

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入耦合： 切換輸入訊號的耦合。

⑩ 顯示位置： 指定顯示位置。
⑪ 顯示範圍： 指定各圖表的振幅方向的顯示寬度。
⑫ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑬ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑭ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑮ 圖表：

將通道分配至圖形。

⑯ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑰ 調零：

⑱

取消輸入通道的內部偏移。透過執行調零，可實現更加準確的測量。

⑱ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

148

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.1.2ch 電壓模組（RA30-101）

9.1.3.

測量時的設定確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，開啟

測量

鍵，輸入波形就會顯示於監控器。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按以下步驟設定輸入通道。
步驟 1.

使用

輸入耦合

鍵⑥，設定輸入的耦合。

耦合
DC
AC
GND

內容
能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
僅測量輸入訊號的 AC 成分。消除訊號的 DC 偏移進行測量，因此在想要僅測量交流
訊號振幅時設定。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

※ 測量期間，從 DC 耦合切換成 AC 耦合時，約需 12 秒左右，DC 成分才會完全消失。
步驟 2.

依照測量對象，設定測量量程。
使用 CH 設定子選單的

測量量程

鍵⑦，可變更輸入靈敏度。

測量量程中顯示的數值(RANGE)，代表輸入(測量)最大值，相當於波形監控器的 10 div。顯示位置為
50 %時，顯示±RANGE(全部測量範圍)。
點觸 測量量程 鍵，旋轉旋扭變更量程。向左旋轉旋鈕則靈敏度下降，向右旋轉旋鈕則靈敏度上升。
測量量程有以下 12 種量程。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

1V

500 mV 200 mV 100 mV

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

1WMPD4004448D

149

9.選配模組的使用方法 － 9.1.2ch 電壓模組（RA30-101）
步驟 3.

設定輸入濾波器。
L.P.F. 鍵⑧，設定低通濾波器。
本模組的低通濾波器，是重視波形、具有緩和的衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的頻率的 10 倍使用

以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高週波成分、噪聲成分。
OFF

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

A.A.F. 鍵⑨，設定抗混疊濾波器。
這是具有急劇的衰減特性的低通濾波器。設定為 ON，就會隨著取樣速度連動，自動選擇過濾頻率，
使用

避免透過取樣的測量資料產生混疊。特別是在 FFT 分析時十分有效。此時，內部會同時使用 LPF，
因此 LPF 設定會變為無效。
步驟 4.

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 5.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

步驟 6.

執行調零。
電源接入後，因時間經過和環境溫度變化，RA3100 主機的內部溫度變化，在輸入模組內就會發生溫
度漂移，這會導致 DC 偏移電壓的變化，形成測量的誤差。透過執行調零，可將這些誤差最小化。
調零時，在電源接入後設置 60 分鐘的暖機時間，點觸

調零

鍵⑰。

Note
本功能是消除內部的偏移、漂移的功能，並非消除輸入訊號的偏移。

150

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.1.2ch 電壓模組（RA30-101）

9.1.4.

參考資料

注意
各輸入―筐體(GND)之間、各通道之間的電壓，請分別不要超過 300V(DC+AD peak) 。超過的情況
下，有破損的危險。
1

輸入纜線
CH1 與 CH2 的輸入連接器為絕緣型 BNC 連接器。若使用金屬 BNC 插頭，可能導致連接器破損或接觸不良，因此請勿使用金屬 BNC。
訊號輸入纜線請使用下列絕緣 BNC 纜線（RA30-507）。
推薦纜線
名稱(型號)

形狀／特徵

600V

CAT III 300V
CAT II 600V

RA30-507

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO

LINE VOLTAGE

安全鱷魚夾
紅
＋
黑
－
長度 1.5 m!

2

MAXIMUM RATED絕緣 BNC 纜線(安全鱷魚夾)RA30-507

絕緣 BNC

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組

共同
I/F 部

1ch H

各 SLOTL
2ch H
L±500 V±500 VCH 間
300 V (DC+AC peak)
各 CH－筐體、對地間
300 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

1WMPD4004448D

151

9.選配模組的使用方法 － 9.2.4ch 電壓模組（RA30-102）

9.2.
9.2.1.

4ch 電壓模組（RA30-102）
概要

本模組是能夠在±1 V ～ ±200 V 的測量量程，以 16 bit、1 MS/s 取樣 DC ～ 100 kHz 的訊號，進行 A/D
轉換的 4 ch 電壓輸入模組。搭載波形觀測用模擬濾波器。並且，各通道之間、輸入輸出之間實施絕緣。

9.2.2.

輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞①②②③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH。

③③④ 測量 ON/OFF
進行輸入訊號的測量。
ON：

④

⑤

⑥

⑦

① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更： 變更插槽。

⑤ 色彩：

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入耦合： 切換輸入訊號的耦合。
⑦ 測量量程： 變更測量量程。

⑧⑧ L.P.F.：

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

變更低通濾波器。

⑨ 顯示位置： 指定顯示位置。
⑩ 顯示範圍： 指定各圖表的振幅方向的顯示寬度。
⑪ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑫ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑬ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑭ 圖表：

將通道分配至圖形。

⑮ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑯ 調零：

取消輸入通道的內部偏移。透過執行調零，可實現⑰

更加準確的測量。
⑰ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

152

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.2.4ch 電壓模組（RA30-102）

9.2.3.

測量時的設定確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，開啟

測量

鍵，輸入波形就會顯示於監控器。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按以下步驟設定輸入通道。
步驟 1.

使用

輸入耦合

鍵⑥，設定輸入的耦合。

耦合
DC
GND
步驟 2.

內容
能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
測量時設定為 DC 耦合。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

依照測量對象，設定測量量程。
使用 CH 設定子選單的

測量量程

鍵⑦，可變更輸入靈敏度。

測量量程中顯示的數值(RANGE)，代表輸入(測量)最大值，相當於波形監控器的 10 div。顯示位置為
50 %時，顯示±RANGE(全部測量範圍)。
點觸 測量量程 鍵，旋轉旋扭變更量程。向左旋轉旋鈕則靈敏度下降，向右旋轉旋鈕則靈敏度上升。測量量程有以下 8 種量程。
200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

1V

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 3.

設定輸入濾波器。
L.P.F. 鍵⑧，設定低通濾波器。
本模組的低通濾波器，是重視波形、具有緩和的衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的頻率的 10 倍使用

以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高週波成分、噪聲成分。
OFF
步驟 4.

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

1WMPD4004448D

153

9.選配模組的使用方法 － 9.2.4ch 電壓模組（RA30-102）
步驟 5.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

步驟 6.

執行調零。
電源接入後，因時間經過和環境溫度變化，RA3100 主機的內部溫度變化，在輸入模組內就會發生溫
度漂移，這會導致 DC 偏移電壓的變化，形成測量的誤差。透過執行調零，可將這些誤差最小化。
調零時，在電源接入後設置 60 分鐘的暖機時間，點觸

調零

鍵⑰。

Note
本功能是消除內部的偏移、漂移的功能，並非消除輸入訊號的偏移。

9.2.4.

參考資料

注意
各輸入―筐體(GND)之間、各通道之間的電壓，請分別不要超過 300(DC+AD peak) V。超過的情況
下，有破損的危險。
1

輸入纜線
CH1 ～ CH4 的輸入連接器為絕緣型 BNC 連接器。若使用金屬 BNC 插頭，可能導致連接器破損或接觸不良，因此請勿使用金屬 BNC。
訊號輸入纜線請使用下列絕緣 BNC 纜線（RA30-507）。
推薦纜線
名稱(型號)

形狀／特徵

600V

CAT III 300V
CAT II 600V

RA30-507

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO

LINE VOLTAGE

安全鱷魚夾
紅
＋
黑
－
長度 1.5 m!

2

MAXIMUM RATED絕緣 BNC 纜線(安全鱷魚夾)RA30-507

絕緣 BNC

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組
1ch H

各 SLOT

L
共同
I/F 部

2ch H
L
3ch H
L
4ch H
L

±200 VCH 間
300 V (DC+AC peak)±200 V
300 V (DC+AC peak)±200 V
300 V (DC+AC peak)±200 V
各 CH－筐體、對地間

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

300 V (DC+AC peak)

154

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.3.2ch 高速電壓模組（RA30-103）

9.3.
9.3.1.

2ch 高速電壓模組（RA30-103）
概要

本模組是能夠在±100 mV ～ ±500 V 的測量量程，將 DC ～ 5 MHz 的訊號，以 16 bit、20 MS/s 取樣，
進行 A/D 轉換的 2 CH 電壓輸入模組。搭載波形觀測用模擬濾波器。並且，各通道之間、輸入輸出之間實施絕緣。

9.3.2.

輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更： 變更插槽。
③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH。
④ 測量 ON/OFF
進行輸入訊號的測量。
ON：
⑤ 色彩：

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入耦合： 切換輸入訊號的耦合。
⑦ 測量量程： 變更測量量程。
⑧ L.P.F.：①②⑧

變更低通濾波器。

⑨ 顯示位置： 指定顯示位置。
⑩ 顯示範圍： 指定各圖表的振幅方向的顯示寬度。

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑪ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑫ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑬ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑭ 圖表：

將通道分配至圖形。

⑮ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑯ 調零：

取消輸入通道的內部偏移。透過執行調零，可實現更加準確的測量。

⑰ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

1WMPD4004448D

155⑰

9.選配模組的使用方法 － 9.3.2ch 高速電壓模組（RA30-103）

9.3.3.

測量時的設定確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，開啟

測量

鍵，輸入波形就會顯示於監控器。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按以下步驟設定輸入通道。
步驟 1.

使用

輸入耦合

鍵⑥，設定輸入的耦合。

耦合
DC
AC
GND
步驟 2.

內容
能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
測量時設定為 DC 耦合。
僅測量輸入訊號的 AC 成分。消除訊號的 DC 偏移進行測量，因此在想要僅測量交流
訊號振幅時設定。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

依照測量對象，設定測量量程。
使用 CH 設定子選單的

測量量程

鍵⑦，可變更輸入靈敏度。

測量量程中顯示的數值(RANGE)，代表輸入(測量)最大值，相當於波形監控器的 10 div。顯示位置為
50 %時，顯示±RANGE(全部測量範圍)。
點觸 測量量程 鍵，旋轉旋扭變更量程。向左旋轉旋鈕則靈敏度下降，向右旋轉旋鈕則靈敏度上升。測量量程有以下 12 種量程。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

1V

500 mV 200 mV 100 mV

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 3.

設定輸入濾波器。
L.P.F. 鍵⑧，設定低通濾波器。
本模組的低通濾波器，是重視波形、具有緩和的衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的頻率的 10 倍使用

以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高週波成分、噪聲成分。
OFF

500 kHz 50 kHz

5 Hz

156

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.3.2ch 高速電壓模組（RA30-103）
步驟 4.

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 5.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

步驟 6.

執行調零。
電源接入後，因時間經過和環境溫度變化，RA3100 主機的內部溫度變化，在輸入模組內就會發生溫
度漂移，這會導致 DC 偏移電壓的變化，形成測量的誤差。透過執行調零，可將這些誤差最小化。
調零時，在電源接入後設置 60 分鐘的暖機時間，點觸

調零

Note
本功能是消除內部的偏移、漂移的功能，並非消除輸入訊號的偏移。

1WMPD4004448D

157

鍵⑰。

9.選配模組的使用方法 － 9.3.2ch 高速電壓模組（RA30-103）

9.3.4.
1

參考資料

輸入纜線
CH1 與 CH2 的輸入連接器為絕緣型 BNC 連接器。若使用金屬 BNC 插頭，可能導致連接器破損或接觸不良，因此請勿使用金屬 BNC。
訊號輸入纜線請使用下列絕緣 BNC 纜線（RA30-507）。
推薦纜線
名稱(型號)

形狀／特徵

600V

CAT III 300V
CAT II 600V

RA30-507

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO

LINE VOLTAGE

安全鱷魚夾
紅
＋
黑
－
長度 1.5 m!

2

MAXIMUM RATED絕緣 BNC 纜線(安全鱷魚夾)RA30-507

絕緣 BNC

輸入頻率和輸入電壓的降額特性
電壓能夠輸入最大 1000 Vp-p，頻率能夠輸入最大 5 MHz，但是電壓和頻率的關係有限制。其中設定了設
備損傷的界限以及可安全測量的範圍。
由於設備的發熱與輸入電流的增大，可能發生訊號源與設備的損傷。

頻率-電壓降額特性
輸入最大電壓 (Vp-p)

損傷界限
損傷限界

3

安全使用範圍
安全使用範囲

1000
800
600
400
200
0
10

100

輸入頻率 (kHz)

1000

10000

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組

共同
I/F 部

1ch H

各 SLOTL
2ch H
L±500 VCH 間
300 V (DC+AC peak)±500 V

各 CH－筐體、對地間
300 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

注意
請在安全使用範圍使用。
在 1000 Vp-p 100 kHz，輸入電流為約 21 mA，會成為訊號源的負擔，敬請注意。
各輸入―筐體(GND)之間、各通道之間的電壓，請分別不要超過 300 V (DC+AD peak)。超過的情況
下，有破損的危險。
158

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）

9.4.

2ch AC 應變模組（RA30-104）

9.4.1.

概要

本模組是能夠在 500(μm/m=με)～80000(μm/m=με)的測量量程，將 DC ～ 2 kHz 的應變訊號以 16 bit、
100 kS/s 取樣，進行 A/D 轉換的 2 CH 應變輸入模組。連接應變片式轉換器的輸出和應變片使用。搭載
自動平衡、簡易電橋檢查功能。並且，各通道之間、輸入輸出之間實施絕緣。

Note
使用本模組時，必須於 RA3100 主機的 SLOT9，安裝 RA30-112 遠程控制模組。

9.4.2.

連接方法

使用選配的 NDIS 轉換纜線 RA30-508，連接電橋盒及應變片式轉換器。
NDIS 轉換纜線 RA30-508

電橋盒

RA30-104或應變片式轉換器

NDIS4109 (小型插頭)

NDIS4102 (插孔)Tips
本模組的非直線性、平衡調整範圍及平衡調整精度規格，在連接的 NDIS 轉換纜線端規定。

Note插拔 NDIS 轉換纜線請拿著連接器進行，勿對纜線側造成過度的負擔（折彎、拉伸、扭曲）。
造成過度負擔的情況下，可能斷線或損壞。

1WMPD4004448D

159

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）

9.4.3.

輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞＜CH 設定子選單 1＞

CH 設定子選單 1① 插槽編號、輸入模組類型。

①
②

②

③

③

④

⑤

② 插槽變更： 變更插槽。
③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH。
④ 測量 ON/OFF
ON：
⑤ 色彩：

進行輸入訊號的測量。
⑥

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ CH 設定子選單 2：點觸此框內，就會顯示＜CH 設定子選單 2＞。
⑦ 顯示位置： 指定顯示位置。
⑧ 顯示範圍： 指定各圖形的振幅方向的顯示寬度。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑨ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑩ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑪ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑫ 圖形：

將通道分配至圖形。

⑬ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑭ 可測量範圍/測量值：⑬⑭

顯示現在的可測量範圍和測量值。

160

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）＜CH 設定子選單 2＞

CH 設定子選單 2⑮ 輸入耦合： 將輸入訊號的耦合，切換成應變或 GND。
⑯ BAL：

達到應變片電橋的不平衡平衡。能夠取消不平衡部
分。執行之後，[R-FINE]就會重設為 0。

⑰ 測量量程： 變更測量量程。

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

⑱ R-FINE： 進行平衡微調。
⑲ L.P.F.：

變更低通濾波器。

⑳ CAL 值：變更內部校正器的設定值。
設定範圍為 1 ～ 9999(μm/m=με)。

㉑ CAL：＋：

將內部校正器的輸出，切換成｢＋、OFF、－｣。
將在 CAL 值設定的內部校正器的設定值，作為正值

㉑

輸出。
－：

將在 CAL 值設定的內部校正器的設定值，作為負值
輸出。

㉒

㉓

OFF： 關閉內部校正器的輸出。
（設定值顯示一樣，但不會
輸出）
㉔

Tips
作為校正值使用後（測量時），請設定為 OFF。
內部校正器設定值會加算於輸入訊號。
㉒ B.V.：

切換電橋電源電壓。

㉓ 電橋：

進行簡易電橋檢查。檢測出電橋的異常，就會顯示錯誤訊息。（異常時，顯示「電橋錯誤」訊息。）顯示錯誤訊息時，請確認電橋部和感測器的連接。

㉔ 關閉：

點觸

1WMPD4004448D

關閉鍵，就會關閉＜CH 設定子選單 2＞，顯示＜CH 設定子選單 1＞。

161

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）

9.4.4. 測量時的設定
確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，啟用 測量 鍵，輸入波形就會顯示於監視器畫面。
可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按照下列例子，設定輸入通道。
步驟 1.

進行筐體間的電橋電源載波(carrier wave)的同步設定。
在「內部」設定遠程控制模組(RA30-112)的 OSC。

Tips
關於設定方法，請參閱「9.10. 遠程控制模組(RA30-112)」。
但使用多台 RA3100 主機，在意差拍的影響的情況下，請按照「9.4.5. 參考資料」的｢關於筐體間的電橋電源載波(carrier wave)同步」，進行筐體間的同步。
步驟 2.

設定輸入耦合。
透過 CH 設定子選單 2

輸入耦合 ⑮，設定輸入耦合。
內容

輸入耦合

步驟 3.

應變

測量應變時選擇。

GND

想要確認零階時選擇。

設定電橋電源。
透過 CH 設定子選單 2

B.V. ㉒，設定電橋電源。
內容

電橋電源
2 Vrms
0.5 Vrms

設定連接的應變片或應變片式轉換器的電橋電源電壓。

Tips
電橋電壓會持續輸出。
測量特別大的應變的情況下，請將電橋電壓設定為 0.5 Vrms 使用。
步驟 4.

進行簡易電橋檢查。
透過 CH 設定子選單 2

電橋檢查 ㉓，執行簡易電橋檢查。

進行簡易電橋檢查，確認應變片或應變片式轉換器的連接有無問題。顯示錯誤訊息的情況下，請確
認電橋部和感測器的連接。

Tips
簡易電橋檢查能夠檢測電橋附近的短路，以及部分電橋附近和纜線的斷線。但無法特定短路及
斷線處。
步驟 5.

設定測量量程。
透過 CH 設定子選單 2

測量量程 ⑰，進行測量量程設定。

設定適合預估的輸入應變大小的測量量程。測量量程在下列各電橋電源為 6 種量程。
測量量程(μm/m=με)

電橋電源
2 Vrms

500

1000

2000

5000

10000

20000

0.5 Vrms

2000

4000

8000

20000

40000

80000

162

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）

Tips
輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 6.

設定低通濾波器。
透過 CH 設定子選單 2

L.P.F. ⑲，設定低通濾波器。

為了屏蔽不需要的高頻成分、噪聲成分，必要時設定低通濾波器。比設定值更高的高頻成分、噪聲
成分會受到限制。但隨著降低頻率設定值，響應會變慢，因此不需要限制的情況下，設定為 OFF。
無步驟 7.

300 Hz100 Hz

30 Hz

10 Hz

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 8.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

步驟 9.

執行初始平衡。
透過 CH 設定子選單 2

BAL ⑯，執行電橋的初始平衡。

電橋部在無負荷的狀態下，執行電橋的初始平衡。
因噪聲等的影響，無法歸零的情況下，必要時請在＜CH 設定子選單 2＞的 R-FINE ⑱，進行微調。

Tips
應變片電橋的不平衡成分分成阻抗不平衡部分和電容不平衡部分，透過執行 BAL ，取消的是阻抗不平衡部分。電容不平衡部分會隨時自動取消。
因環境變化等，電橋部在無負荷時，零偏移的情況下，重新執行初始平衡。

1WMPD4004448D

163

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）

9.4.5. 參考資料注意
除了使用電橋盒或應變片式轉換器連接的應變片感測器之外，請勿連接至輸入端子。請勿輸入電壓、電流。否則會造成故障。
各輸入―筐體(GND)間、各通道間的電壓，請分別勿超過 100 V (DC+AC peak)。超過的情況下，有損壞的危險。
測量具有電位處的情況下，纜線本身會產生電位，因此請勿觸碰輸入線的金屬部分。否則有觸電之
虞。
1

前端面板

輸入連接器（NDIS4109 Receptacle）

針腳配置
針腳編號

功能

A

電橋電源＋

B

輸入－

C

電橋電源－

D

輸入＋

E

共模

F
G
H

未連接

J

2

轉換纜線
CH1 和 CH2 的輸入連接器是 NDIS4109 連接器。
請使用下列 NDIS 轉換纜線 RA30-508。
名稱(型號)形狀／特徵
NDIS4109

NDIS 轉換纜線
RA30-508

NDIS4102
長度 0.6 m

164

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）
RA30-104
輸入連接器側感測器側NDIS4109 (小型插頭)

NDIS4102 (插孔)NDIS 轉換纜線 RA30-508

輸入連接器側

針腳配置

針腳編號

感測器側

功能

針腳配置

針腳編號

功能

A

電橋電源＋

A

電橋電源＋

B

輸入－

B

輸入－

C

電橋電源－

C

電橋電源－

D

輸入＋

D

輸入＋

E

遮罩

E

遮罩

F

F

G

G

H

未連接

未連接

J

3

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組

各 SLOT

1ch

CH 間

共同
I/F 部

100 V (DC+AC peak)

2ch

各 CH-筐體、對地間
100 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

1WMPD4004448D

165

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）
4連接電橋盒
以本公司電橋盒為例說明。電橋盒是由端子盒、纜線、連接器所構成。端子盒設有應變片連接用端子，內
建 3 個高性能阻抗。連接應變片，構成電橋迴路，但是為了實現各種應變片連接法，附屬短路條。
插入時，拿著此部分壓入。
應變片RA30-104

電橋盒
測量點和電橋間為了減少噪聲，請盡量以短的應變片佈線。應變片在包含導線的狀態下，拔出時，請拿著此部分，不要扭轉地拔出。

進行應變係數校正。導線請勿切斷和接長。

電橋盒外觀（1 應變片法時）(1) 設置方法
請盡量放在靠近測量點的地方。
固定的情況下，使用安裝孔，螺絲固定。
請勿在水氣高的地方、溫度變化劇烈的地方及強電場、強磁場內設定。
設置完成之後，請盡量不要移動連接纜線固定。

(2) 電橋盒的外觀、連接方法
應變片
安裝孔
短路條

接地端子

安裝孔

端子盒

A
電橋電源

電橋輸出

B

關於連接 E 端子，請參閱

EC｢9.4.5. 參考資料」的｢關於
連接 E 端子」。

D
電橋盒連接例子（1 應變片法時）

連接器的接線
連接器的接線如上圖所示，A、C 端子輸入至供應電橋電源、B、D 端子輸入至 RA30-104。
電橋盒的接線應變測量的主要電橋迴路和主要接線方法，請參閱「9.4.5. 參考資料」的｢應變片構成電橋的例
子」。

應變片連接例子（1 應變片法時）

166

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）
中繼連接電橋盒，使用轉換器的情況下，請參考下圖。
連接 E 端子，請參閱「9.4.5. 參考資料」的｢關於連接 E 端子｣。

RA30-104
Rg

D

R
A
B

R

C
R

電橋輸出(e)1 應變片法的轉換器

供應電源(E)至電橋
轉換器連接例子（1 應變片法時）
纜線長度的影響
連接電橋盒和 RA30-104 的纜線長的情況下，電橋電壓會因纜線的導體阻抗而降低，應變值和
本模組的測量值之間產生誤差。請參閱｢9.4.5. 參考資料」的「校正測量應變值(3)電橋盒和轉換
器的纜線距離長」，必要時以物理量換算校正。
導線的注意事項
從應變片至電橋盒的導線長的情況下，即使能夠達初始平衡，外觀上亦會產生應變係數降低和輸出的直線性惡化。從應變片至電橋盒的導線，請盡量縮短(2 m 以下)。請依目的，使用帶導線的應變片。帶導線的應變片會在有導線的狀態下，校正應變係數，因此請勿切斷、接長導線。

1WMPD4004448D

167

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）5連接轉換器
許多應變片式轉換器會以彈性體承受想要測量的物理量，將產生於此的應變，轉換成電氣量。將此彈性體的部分，稱為受感部或起歪部。受感部的材料使用比例限度大，潛變和遲滯小者。受感部接著應變片，構
成電橋迴路。進行溫度補償，再施以防濕處理。此外，關於各種轉換器，詳情請參閱各廠商的技術資料。
(1) 設置方法
將各種轉換器搭配本產品使用的情況下，如圖所示接線。
電橋迴路部
中繼連接、延長連接器針腳配置

A
D

電橋電源
B

B

C

C

A

E 屏蔽線
D

電橋輸出
連接轉換器

此外，直接連接各種轉換器和動應變測量器的纜線，有本公司選配的「中繼纜線」、「延長纜線」。本公司的中繼纜線、延長纜線基於日本非破壞檢查協會的應變測量器用輸入連接器的規定所製造。轉換
器的連接纜線非帶連接器，而是散線的情況下，亦可使用電橋盒連接。請參閱「9.4.5. 參考資料」的
｢使用電橋盒時的連接｣。

中繼纜線 (插頭⇔插頭)

延長纜線 (插頭⇔插孔)Tips
轉換器的固定不穩定，就會造成錯誤動作、產生雜音等，因此請參閱轉換器廠商的使用說明
書，確實固定。
轉換器、連接器一般具有耐濕性，但是請避免潑到水、雨水等，保持絕緣。
從本產品至轉換器的纜線長的情況下，電橋電壓會降低，從電橋的輸出電壓和測量值之間產生
誤差，因此必須校正測量值。校正方法請參閱「校正測量值」。
使用的轉換器請使用非連接本產品的 E 端子和其他 A、B、C、D 端子者。
轉換器及連接纜線請勿放在強力的電場內或磁場內。
纜線長度的影響
連接轉換器和 RA30-104 的纜線長的情況下，電橋電壓會因纜線的導體阻抗而降低，應變值和
本模組的測量值之間產生誤差。請參閱「9.4.5. 參考資料」的「校正測量應變值 (3)電橋盒和轉
換器的纜線距離長」，必要時以物理量換算校正。

168

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）6

應變片構成電橋的例子
將應變片嵌入惠斯通電橋迴路的四邊的情況下，應變片能夠進行 1、2、4 片的搭配。此外，依應變片承受的應變而定，組合可能分成同符號同值、異符號同值、異符號一定比例值等情況。再者，能夠有效利用
電橋的特點，採取溫度補償、消除誤差及輸出的增大方案等。
在此，記載一般使用的應變片構成電橋的例子。此外，使用的記號如下。
R ： 固定阻抗的值(Ω)

K ： 使用應變片的應變係數(設定為 2.00)

Rg ： 應變片的阻抗值(Ω)ε ： 應變值 (μm/m=με)

Rd ： 無效應變片的阻抗值(Ω)Ε ： 電橋的施加電壓(V)rν ： 被測量體的蒲松比： 導線的阻抗值(Ω)

e ： 從電橋的輸出電壓(V)N ： 透過應變片法的電橋輸出係數

應變片的貼法、應變片本身的特徵、在電橋迴路的測量方法等，請參閱應變片廠商的技術資料及日本非破壞檢查協會編輯「應變片試驗Ⅰ」、「應變片試驗Ⅱ」、「應變片試驗Ⅲ」等。
下列電橋盒佈線法為使用本公司電橋盒。

R
A
Rg

D

迴路
R
C
R

應變片法
輸出
(e)

A
Rg

D

B

R
C
Rd

R

A
Rg1

B

用途、備考

Rg

Rg

單純拉伸、壓縮、單純彎曲｡

D C B A
E

B' E

輸出
(e)

A
Rg1

D

B

Rd

1 工作片
1 無效應變

R
C
輸出
Rg2 (e) 2 工作片法

電橋電壓(E)

1WMPD4004448D

電橋輸出係數 N = 1
應變值 = 測量值/N

Rg

應變片導線的溫度補償｡
電橋輸出係數 N = 1
應變值 = 測量值/N單純拉伸、壓縮、單純彎曲｡
透過無效應變片的溫度補償｡

D C B A

電橋輸出係數 N = 1

E

應變值 = 測量值/NRg1

單純拉伸、壓縮、單純彎曲｡

片法
R
C
輸出
Rg2 (e) 2 工作片法

周圍的溫度變化小｡

單純拉伸、壓縮、單純彎曲｡

D C B A

Rd
Rg1

Rg2

D C B A
Rg2

電橋電壓(E)
R

Rg

Rg

Rg

電橋電壓(E)D

電橋盒佈線法1 應變片法B
電橋電壓(E)Dr
RR
A C 輸出 1 應變片Rg rB'(e) 3 線式佈線R
r B
法
電橋電壓(E)
R

具體例子

Rg1

Rg2

電橋輸出係數 N = 1 + νE應變值 = 測量值/N

Rg1

檢測彎曲應變｡

D C B A
E

Rg2

溫度補償｡

消除拉伸、壓縮應變｡
溫度補償｡
電橋輸出係數 N = 2
應變值 = 測量值/N169

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）

迴路

A

應變片法

具體例子

Rg2
C 輸出 對邊 2
R
(e)
工作片法
B

Rg2

Rg1

E

Rg2

r r
r
Rg2 輸出 對邊 2
A C(e) 工作片法
Rg1 R
r
3 線式
r r
佈線法

Rg2

Rg1

D C B A
D'

Rg2

B

Rg3
C 輸出
Rg2 (e) 4 工作片法

D

Rg1
Rg3
Rg1

B

Rg1
Rg3
C 輸出
Rg2 (e) 4 工作片法

Rg2

Rg3

Rg4
A
Rg1

B

Rg3
C 輸出
Rg2 (e) 4 工作片法

電橋電壓(E)

電橋輸出係數 N = 2
應變值 = 測量值/N

B' E

消除彎曲應變｡
溫度變化的影響倍增｡
應變片導線的溫度補償｡
電橋輸出係數 N = 2

Rg2
Rg1

Rg2 Rg1

僅檢測拉伸、壓縮應變｡
消除彎曲應變｡
溫度補償｡

Rg4
Rg2

D C B A

Rg3

Rg3

電橋輸出係數 N = 2(1 + ν)E應變值 = 測量值/N

Rg2 Rg1

僅檢測彎曲應變｡

Rg4

消除拉伸、壓縮應變｡
溫度補償｡

Rg4
Rg3

電橋電壓(E)D

溫度變化的影響倍增｡

應變值 = 測量值/N

電橋電壓(E)

Rg4
A
Rg1

Rg1

電橋電壓(E)D

消除彎曲應變｡

僅檢測拉伸、壓縮應變｡

D'

Rg4
A
Rg1

Rg1

D C B A

電橋電壓(E)B

用途、備考
僅檢測拉伸、壓縮應變｡

DR

電橋盒佈線法D C B A

電橋輸出係數 N = 4

Rg4

E應變值 = 測量值/N

Rg2 Rg1

僅檢測扭曲應變｡

Rg3

Rg1 Rg2 Rg1 Rg4

消除拉伸、壓縮、扭曲應變｡
溫度補償｡

Rg3 Rg4 Rg2 Rg3170

D C B A

電橋輸出係數 N = 4

Rg4

應變值 = 測量值/N

E

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）7

關於連接 E 端子
本模組的 E 端子連接從筐體絕緣的應變輸入部的共模(COM)。
此外，輸入的 NDIS4109 連接器的外殼連接筐體。
輸入 NDIS 連接器(外殼連接底盤)

輸入纜線(4 芯屏蔽纜線)
底盤

COM應變型片轉換器、電橋盒
GND(電源 GND 端子)

未連接

Tips
電橋盒和應變片型轉換器的底盤為 GND 電位的情況下，不將 E 端子連接電橋盒和應變片型轉換器的底盤，穩定性和輸出噪聲可能比較能夠看到改善。

8

校正測量應變值
(1) 應變係數不同
本產品的應變係數假設為 2.00。
使用應變係數非為 2.00 的應變片的情況下，進行下列校正計算。
應變值 [μm/m=με] =2.00
K× 測量值 [μm/m=με]

K：使用應變片的應變係數(2) 應變片法不同
本產品的測量應變值為應變係數 2.00、使用 1 應變片法的值。
使用 2 應變片法或 4 應變片法的情況下，按照下列｢主要應變片法和測量應變值的關係｣內的算式，進行校正計算。關於惠斯通電橋迴路，請參閱「9.4.5. 參考資料」的｢應變片構成電橋的例子｣。
主要應變片法和校正後的測量應變值的關係主要應變片法實際的測量應變值 = 測量值／電橋輸出係數 N

1 工作片 1 無效應變片電橋輸出係數 N = 1

2 工作片

電橋輸出係數 N = 2、1 + ν對邊 2 工作片電橋輸出係數 N = 2

4 應變片法

4 工作片

電橋輸出係數 N = 4、2(1 + ν)

轉換器

4 工作片

電橋輸出係數 N = 1 ※2 應變片法※轉換器一般支援 4 應變片法，但是輸出支援 1 應變片法。

1WMPD4004448D

171

9.選配模組的使用方法 － 9.4.2ch AC 應變模組（RA30-104）(3) 電橋盒和轉換器的纜線距離長
連接電橋盒和轉換器和 RA30-104 的纜線長的情況下，電橋電壓會因纜線的導體阻抗而降低，應變值
和使用本模組的測量值之間產生誤差。必要時，請以物理量換算功能，進行校正。
電橋電壓的降低率例子
電橋阻抗※

從 NDIS 轉換纜線連接器(插孔)至電橋盒的長度
20 m

50 m

100 m

200 m

120 Ω

-1.2 %-2.9 %-5.6 %-10.6 %

350 Ω

-0.4 %-1.0 %-2.0 %-3.9 %

以鍍錫軟銅線、0.5 mm2、20 °C、35.73 Ω/km 計算的例子。
(使用本公司中繼纜線、延長纜線時)

9關於同步筐體間的電橋電源載波(carrier wave)
跨多台 RA3100，使用本模組(RA30-104)的情況下，必須讓電橋電源同步。不同步的情況下，可能產生
電橋電源間的差拍(beat)，測量到和原本不同的訊號。差拍的影響程度依測量對象的結構、感測器間的距
離而有所不同。
測量對象 1

RA3100

即使無同步也不易受到
差拍的影響

感測器

RA30-104

測量對象不同
感測器距離遠RA3100測量對象 2

RA30-104

感測器

拍差的影響小的結構
RA3100RA30-104

測量對象

若不同步，會受到拍差的影響

RA3100感測器

測量對象相同

感測器

感測器距離近RA30-104
差拍的影響大的結構
進行多台 RA3100 的筐體間同步連接的情況下，在安裝於 RA3100 的 RA30-112(遠程控制模組)間，以選
配的遠程控制纜線(主機間連接用) RA30-505 連接。
主機
RA3100從機
AC 應變用載波訊號從機AC 應變用載波訊號

RA3100RA30-112
RA30-112
20P INOUTOUT 14P
OSC 內部
OSC
外部
遠程控制
纜線
（主機間連接用）
AC 應變
AC 應變
RA30-505
模組
模組

14P

RA310020P IN

遠程控制
纜線（主機間連接用）
RA30-505

RA30-112
OSC 外部AC 應變
模組

多台 RA3100 的筐體間同步連接（3 台連接時）

172

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）

9.5.
9.5.1.

16ch 邏輯模組（RA30-105）
概要

本模組是將 16 CH(8 CH x 2) 的輸入訊號，以界限值 2 值化，轉換成 High 等級/Low 等級的邏輯訊號的
邏輯測量模組。輸入訊號支援電壓(High 等級/Low 等級) 的檢測與無電壓接點(Open/Close) 的檢測，能夠選擇。可響應脈衝為 1 μs 以下。16 ch 的資料將被同步測量並記錄。能夠連接至本模組的探針，是用
來記錄有無 100 V、200 V 系統的電壓的選配浮動電壓探針 1539S，以及能夠記錄 AC100V 系統、
AC200V 系統的電壓增加･低下的選配電壓變動用探針 1540S、1543S。

9.5.2.

輸入通道的設定

本模組根據

輸入訊號

的設定是「電壓」還是「接點」，存在如下圖所示的不同。

＜電壓輸入＞＜接點輸入＞

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑥

⑫

⑬

① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更：變更插槽。

③ 選擇通道：選擇插槽內的 CH。

④ 測量 ON/OFFON：

進行輸入訊號的測量。

⑤ 色彩：

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入訊號：選擇電壓或是接點。此設定可針對 CHA (8 ch)、CHB (8 ch)分別選擇。

1WMPD4004448D

173⑦

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）⑦ 界限值設定：= 電壓時： 界限電壓 ⑦變為可設定。
可從 3 種類中選擇電壓檢測用界限值。
輸入訊號= 接點時： 界限阻值 ⑦變為可設定。
可從 3 種類中選擇接點檢測用界限值。
輸入訊號⑧ 顯示位置：

設定 CHA 或 CHB 的邏輯訊號的顯示位置。
變成 CH-4 的 Low 等級位置設定的值。

⑨ 顯示範圍：設定 CHA 或 CHB 的邏輯訊號的顯示振幅。
將各圖表的整個範圍視為 100 %時，以%指定顯示寬度。
8 ch 的訊號將以等間隔顯示，設定 8 ch 整體的顯示寬度。

⑩ 訊號振幅：針對各通道的 Low 等級，以%設定 High 等級(波形)的高度。下圖為各訊號單位的顯示範例。
訊號單位為 8 ch 的情況下

訊號單位為 1 ch 的情況下
100 %

100 %
50 %

100 %

⑪ 訊號單位：80 %以 8 ch 或 1 ch，設定至圖表的通道分配單位。
8 ch 的情況下，以 CHA 或 CHB (8 ch)為單位設定。
1 ch 的情況下，以 CH1 ～ CH8 (1 ch)設定。
關於通道分配，請參閱｢8.2.3. 頁面｣的｢SHEET1/ SHEET2/ SHEET3｣。

⑫ 圖表/波形顯示： 點觸圖表/波形顯示的框內，就會顯示設定對話框。
圖表以 圖表 鍵，設定 G1 ～ G18。
波形顯示的 ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。

⑬ 頁面：

將通道分配至頁面。

174

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）

9.5.3.

測量時的設定注意
電壓輸入的最大值為 24 V。
施加高電壓會導致模組破損，敬請注意。
輸入高電壓時，請使用浮動電壓探針 1539S。
確認 SLOT 編號與通道，將訊號連接至相應的輸入模組，將

測量

設為 ON，則監視器畫面上將顯示

輸入波形。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按以下步驟分別設定輸入 CHA 與輸入 CHB。
步驟 1.

在

輸入訊號

⑥，設定電壓或接點。
電壓輸入的情況下，以 High 等級/ Low 等級，波形顯示電壓(High/Low)的狀態，作為 2 值資料。
接點連接的情況下，以 High 等級/ Low 等級，波形顯示無電壓接點(打開/關閉)的狀態，作為 2 值資
料。
接點輸入

接點
RA30-105

電壓輸入

步驟 2.

電壓

依照測量對象，設定打開關閉Low 等級High 等級界限值 ⑦。

電壓輸入
界限High 等級Low 等級

1.4V

1.8V 以上

1.0V 以下

2.5V

3.0V 以上

2.0V 以下

4V

4.6V 以上

3.4V 以下

界限

打開

關閉

2kΩ

2.0kΩ 以上

250Ω 以下

5kΩ

5.0kΩ 以上

1.5kΩ 以下

9kΩ

9.0kΩ 以上

3.0kΩ 以下

接點輸入

Tips
檢測範圍外的情況下，無法正確判定輸入訊號的狀態。
接點連接時，會流過約 0.5 mA 的負載電流。

步驟 3.

在

步驟 4.

設定

顯示訊號
顯示位置

1WMPD4004448D⑩，設定顯示於監控器，印表機記錄的通道。
⑧和

顯示範圍

⑨。

175

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）

9.5.4.
1

參考資料

輸入連接器 針腳配置
本模組的輸入為 16 ch 輸入，分成 CHA、CHB 群組，各 8 ch。
輸入的設定、觸發設定、波形顯示設定也以此 CHA、CHB 為單位進行。
連接器也分為 CHA、CHB 的 2 個連接器。
A10

A1

A10

A1

B10

B1

B10

B1

CHA 連接器

CHB 連接器

針腳編號
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

訊號名稱
+5VA2
+5VA2
CH8
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3

針腳編號
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

A9

CH2

A10

CH1

訊號名稱

針腳編號
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

訊號名稱
+5VA2
+5VA2
CH8
CH7
CH6
CH5
CH4
CH3

針腳編號
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B9

A9

CH2

B9

B10

A10

CH1

B10

GND

※

輸入訊號用連接器：DF02R020NA3(日本航空電子工業)※

A 列與 B 列成對。GND (B 列)是與 A 列訊號成對的輸入共模。
適用於輸入訊號用連接器的插頭(廠商型號)如下。

※

訊號名稱

GND

適用插頭：DF02P020F22A1(焊錫接線型)、DF02P020G28A1(壓接接線型)
2

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組
CHA H
L

共同
I/F 部

CHB H
L

各 SLOT CHA(CH1～CH8)、CHB(CH1～CH8)±24 V
L：各 ch 共同±24 V
各 CH－筐體、對地間
42 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

注意
各輸入 － 筐體(GND) 之間，請勿超過 42 V (DC+AD peak)。
超過的情況下，有破損的危險。
各輸入之間未絕緣。L (GND) 在內部連接。

176

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）
3連接探針(1539S/1540S/1543S)(1) 連接方法
將浮動電壓探針 1539S、電壓變動用探針 1540S/1543S，和本產品搭配使用的情下況下，如圖所示，
透過 8 ch 邏輯纜線(RA30-503)接線。
1 個 CH 最多能夠連接 2 個探針。
RA30-1058ch 邏輯纜線
RA30-503

浮動電壓探針1539S

8ch 邏輯纜線
RA30-503

電壓變動探針1540S/1543S

CHA
或
CHB

RA30-105

CHA
或
CHB

(2) 設定將輸入訊號設定為接點；界限阻值設定為 2k Ω。

1WMPD4004448D

177

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）

9.5.5.
1

選配

連接纜線及端子台備有以下纜線及端子台、探針用於訊號輸入。
名稱(型號)形狀／特徵

8 ch 邏輯纜線(IC 線夾)RA30-501

邏輯輸入用20P-4ch x 2
GND 共同
1.5 m

8 ch 邏輯
纜線(鱷魚夾)RA30-502

邏輯輸入用20P-4ch x 2
GND 共同
1.5 m
1539S 連接用
20P-4ch x 2
GND 共同
長度 0.3 m
MDR20 極端子台連接用
20P - 20P
長度 2 m8ch 邏輯纜線
(圓形連接器轉換)
RA30-503
端子台連接纜線
RA30-504
遠端控制纜線(散線)
RA30-506

端子台
AX-PCX-10S20

2

遠端控制輸入用
長度 2 m
20p

10p

11p

1p

MDR20 極端子台
(AWG16－28 用)
1 ～ 10：A1 ～ A10
11 ～ 20：B1 ～ B10

探針
形狀／特徵

名稱(型號)

RA30-105
浮動電壓
探針 1539S

8CH 邏輯纜線
(圓形連接器轉換)透過 RA30-503 連接
4 輸入

電壓變動用探針
1540S：
AC100/120V

RA30-105
8CH 邏輯纜線
(圓形連接器轉換)透過 RA30-503 連接
1 輸入

1543S：
AC220/240V

178

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）3

針腳配置
RA30-105 輸入連接器的針腳配置和遠端控制纜線，以及端子台連接纜線的對應表。
搭配 AX-PCX-10S20 端子台和 RA30-504 纜線

針腳編號
+5VA2
GND
+5VA2
GND
CH8
GND
CH7
GND
CH6
GND
CH5
GND
CH4
GND
CH3
GND
CH2
GND
CH1
GND

1WMPD4004448D

RA30-105
CHA / CHB 端子
訊號名稱
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10

AX-PCX-10S20 端子台和RA30-504 纜線組合
訊號名稱
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20

179

線色

橙色
淺灰色
白色
黃色
粉色
橙色
淺灰色
白色

RA30-506
遠端控制纜線(散線)
標記顏色
標記顯示

紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －

9.選配模組的使用方法 － 9.5.16ch 邏輯模組（RA30-105）
⑧ ⑦ ⑥
⑤ ④ ③

圓形連接器 8ch 邏輯纜線
RA30-503
8CH 邏輯纜線(圓形連接器轉換)RA30-105
CHA / CHB 端子
針腳編號
+5VA2
GND
+5VA2
GND
CH8
GND
CH7
GND
CH6
GND
CH5
GND
CH4
GND
CH3
GND
CH2
GND
CH1
GND

訊號名稱
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10

訊號名稱
6
5
6
5
4
NC
3
NC
2
NC
1
NC
4
NC
3
NC
2
NC
1
NC

標記顯示
CH5-8
CH1-4

② ①

線色
藍色
屏蔽
藍色
屏蔽
黃色
橙色

CH5-8

紅色
咖啡色
黃色
橙色

CH1-4

紅色
咖啡色

180

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）

9.6.

2ch 溫度模組（RA30-106）

9.6.1.

概要

本模組中是對應熱電偶(TC)與鉑測溫電阻(RTD)，各感測器可分別設定 3 個測量量程，以 3 個等級的資料
更新率進行 16 bit 取樣，並可進行 A/D 轉換的 2ch 溫度測量模組。
還搭載內部／外部的基準接點的切換與斷線檢查。並且，各通道之間、輸入輸出之間實施絕緣，因此支援所有溫度測量，並可實現安全測量。

9.6.2.

輸入通道的設定

感測器 ⑥的種類如圖所示，在｢熱電偶｣和｢測溫電阻｣的設定內容有所不同。
＜熱電偶＞＜測溫電阻＞

①

①

②

②

②

②

③

③

③

③

④

⑤

④

⑤

⑥

⑦

⑥

⑦

⑧

⑨

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑫

⑬

⑭

⑮

⑭

⑮

⑯

⑰

⑯

⑰

⑱

⑱
⑲

⑲

①

插槽編號、輸入模組類型。

②

插槽變更：

變更插槽。

③

選擇通道：

選擇插槽內的 CH。

④

測量 ON/OFFON：

進行輸入訊號的測量。

⑤

色彩：

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥

感測器：

從｢TC｣、｢RTD｣中選擇感測器的種類。

⑦

類型：

熱電偶時，從 K､ E､ J､ T､ N､ R､ S､ B､ C 中選擇要連接的熱電偶。
測溫電阻的情況下，從 Pt100 (1 mA)､ Pt100 (0.5 mA)､ Pt1000 (0.1 mA)選擇。

1WMPD4004448D

181

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）
⑧

測量量程：

設定要測量的溫度量程。可針對各感測器類型，分別選擇 3 種量程。

⑨

資料更新：

從低速(1 s)、正常速度(100 ms)、高速(1.5 ms) 中選擇設定資料的更新速度。

⑩

溫度補償：

使用熱電偶時，若直接連接感測器，則選擇「內部」。
若在外部設置基準接點（冷接點）進行溫度補償，則選擇「外部」
。

⑪

斷線檢測：

設定 ON/OFF。若設為 ON，斷線時輸出將會超刻度範圍。

⑫

顯示位置：

指定顯示位置。

⑬

顯示範圍：指定各圖形的振幅方向的顯示寬度。

⑭

顯示最小：

設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

⑮

顯示最大：

設定顯示範圍最上方的顯示上限值。

⑯

頁面：

將通道分配至頁面。

⑰

圖形：將通道分配至圖形。

⑱

波形顯示：

ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。

⑲

可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

9.6.3.

測量時的設定確認 SLOT 編號與通道，設定相應的輸入模組中使用的感測器種類等。
按以下步驟設定輸入通道。
步驟 1.

依照使用的感測器，在感測器

選擇熱電偶(TC)或測溫電阻(RTD)，在類型

設定感測器的種類。
步驟 2.

連接感測器，啟動

測量 ，輸入波形就會顯示於監控器畫面。

可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
步驟 3.

依照測量對象，設定

測量量程 。

測量量程中顯示的數值(RANGE)代表輸入(測量)的溫度最大值。
溫度測量時，測量值的最小值與+RANGE 不同。
實際的測量範圍，請在｢可測量範圍｣中確認。

182

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 4.

設定

更新率 。

資料更新率從高速、正常速度、低速這 3 個種類中選擇設定。
低速(1 s)時，響應速度會變慢，但資料的偏差小，可正確測量。
正常速度(100 ms)時，以 10 次／秒進行資料更新。可獲得相比於高速時更穩定的測量準確度。
高速(1.5 ms)時，響應速度快，用於變化快的溫度測量。高速時仍滿足溫度準確度的規格。
步驟 5.

設定

溫度補償 。

連接 ZERO-CON 等基準接點裝置時，設定為外部。
設定為內部時，測量前端面板部的溫度並設為基準接點。
步驟 6.

設定

步驟 7.

設定顯示範圍和顯示位置。

斷線檢測 。

請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。
步驟 8.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

Note
本產品的取樣速度比本模組的資料更新時間快的情況下，更新期間內輸出相同的資料。

1WMPD4004448D

183

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）

9.6.4.

參考資料注意
非感測器（熱電偶、鉑測溫電阻），請勿連接至輸入端子。
(請勿輸入電壓、電流。否則可能導致損壞。）
各輸入―筐體(GND)之間、各通道之間的電壓，請分別不要超過 300V(DC+AD peak)。超過的情況下，有破損的危險。
以非絕緣型的熱電偶或測溫電阻測量具有電位的部位的情況下，纜線本身會產生電位，請千萬不要觸碰
輸入線的金屬部分。
1

前端面板

2

熱電偶(TC)感測器的連接方法

2.1 連接端子用螺絲將熱電偶固定到溫度感測器連接用連接器上後，插入到前端面板的連接器中。
輸入連接器的端子名稱為面板標記左側的－ ､ S 。

＋ ､

＋ /A 端子連接熱電偶(TC)的＋側線。

－ /B 端子連接熱電偶(TC)的－側線。

S /b 端子屏蔽線用端子。連接非接地型護套熱電偶的護套(屏蔽線)線。若是接地型，請勿連接
S 端子。

Note
使用非接地型感測器的情況下，S 端子必須對＋端子、－端子絕緣。
否則，連接時不但無法正確測量，還可能導致故障。
熱電偶有＋、－。請正確連接。(若＋、－逆向連接，將無法正確測量。)
請確保熱電偶的阻值在 1 kΩ 以下。
若要延長熱電偶，請使用對應的補償導線等。
1 個通道請連接 1 個熱電偶。
熱電偶的纜線請遠離電源線和噪聲源佈線。
2.2 熱電偶(TC)感測器連接圖
非接地型熱電偶護套（屏蔽線）

熱電偶

＋
－
S

必要時連接

熱電偶和護套必須絕緣

感測器連接用連接器

184

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）
接地型熱電偶護套（屏蔽線）熱電偶＋－

在熱電偶的前端和護套連接S 端子不連接

S

感測器連接用連接器

2.3 熱電偶的種類與優點
熱電偶
B

優點

缺點
無法進行 0 °C 以下的低溫測量。

使用溫度高。

適合用於在高溫的惰性氣體、氧化環境下的精密測 起電力特性的直線性差。
R､S 量。精度良好，偏差和劣化少。可作為標準熱電偶 對還原性環境耐受性弱。
使用。
無法進行 0 °C 以下的低溫測量。
NK

3

從低溫到高溫，在廣範圍下熱起電力穩定。
熱起電力的直線性良好，最常用於適合氧化性環境
的工業用途。

對還原性環境耐受性弱。

E

熱起電力高。

J

熱起電力高，可用於工業用途、中溫度區域。

對還原性環境耐受性弱。

T

熱起電力穩定，適用於低溫下的精密測量。

最高可使用溫度低。

C

適用於還原性環境、惰性氣體、氫氣。

無法在空氣中使用。

鉑測溫電阻(RTD)感測器的連接方法

3.1 連接端子將鉑測溫電阻以螺絲固定於溫度感測器連接用連接器後，插入前端面板的連接器。輸入連接器的端子名稱
為面板標記的右側的 A､ B､ b。
＋ /A 端子連接鉑測溫電阻(RTD)的 A 側線。

－ /B 端子連接鉑測溫電阻(RTD)的 B 側線。

S /b 端子連接鉑測溫電阻(RTD)的 b 側線。

Note

鉑測溫電阻(RTD)感測器請務必使用 3 線式者。
延長 RTD 為了配合阻值，請 3 條都用等長的相同纜線。

佈線阻值請在 10Ω 以下(每條線)1 個通道請連接 1 個 RTD。
RTD 的纜線請遠離電源線和噪聲源佈線。

1WMPD4004448D

185

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）
3.2 鉑測溫電阻(RTD) 3 線式感測器連接圖
鉑測溫電阻

A
B
b
必須連接
感測器連接用連接器

感測器纜線的連接
4步驟 1. 撕掉感測器纜線的覆膜，連接至插座。
適用線材為 0.2 sq ～ 1.5 sq (AWG 24 ～ AWG 16)。
從右側方向插入感測器纜線，使用上部的螺絲固定。
輕輕拉拽纜線，確認不會脫落。
纜線固定螺絲

感測器纜線

剝去：6 mm
溫度感測器連接用連接器(附屬品)Note

纜線固定螺絲緊固扭力：0.2 Nm ～ 0.25 Nm

一字螺絲起子刀頭尺寸：0.4 m(厚度) x 2.5 mm(寬度)步驟 2.

夾住纜線外殼上和纜線外殼下，固定於插座。
從纜線外殼下使用扎帶固定纜線。
纜線外殼上(附屬品)

感測器連接用連接器
纜線外殼下(附屬品)

以紮帶(附屬品)固定步驟 3.

將插座連接至輸入面板的連接器。

步驟 4.

將插座以插座固定螺絲，固定於輸入面板的連接器。

輸入連接器
連接器固定螺絲Note插座固定螺絲緊固扭力：0.2 Nm ～ 0.25 Nm
使用纜線外殼，保護端子部、纜線固定螺絲部不受靜電等的傷害。

186

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）
5

熱電偶(TC)測量時的基準接點補償(CJC)
熱電偶測量時，需要基準接點補償，本模組能夠切換內部和外部。
內部基準接點補償時，在本模組前端面板部測量基準接點溫度。
外部設定時，外部需要 0 °C 基準接點補償。

Note
請確保輸入連接器周圍的溫度穩定再實施測量。
環境溫度突然變化時，請先等到模組溫度穩定(參考時長 1 個小時)再開始測量。
請確保輸入連接器部不會直接吹到風。
請勿堵塞前端面板的通風孔。
外部基準接點補償時
補償導線

熱電偶

測溫點

＋
－

0 °C

6

外部 0 °C 基準接點斷線檢測功能本模組具備斷線檢測功能，可在 TC 測量時 ON/OFF。
ON 時會供應 0.5 μA 的電流，感測器開路(300 kΩ 以上)時，＋側邊為超量程輸出。(可根據超量程檢測斷
線的可能性。)

Note

斷線檢測 ON 時，會持續供應 0.5 μA 的電流，因此會出現熱電偶阻值的消耗功率的溫度上升誤差。

正常測量時，可透過關閉此功能來減少上述誤差。
設定 ON：斷線／開路時的阻值為 300 kΩ 以上時可檢測。

7對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組
1ch ＋/A
共同

－/B

I/F 部

S/b

各 SLOT

CH 間
300 V (DC+AC peak)

2ch ＋/A－/B
S/b

各 CH－筐體、對地間

GND(連接至 3pin 電源纜線)

1WMPD4004448D

300 V (DC+AC peak)

187

9.選配模組的使用方法 － 9.6.2ch 溫度模組（RA30-106）

9.6.5.

備件

雖然標準配件中有 2 套附屬的溫度感測器連接用連接器，但若在代替用感測器等上預先連接好，變更會更加容易。
名稱(型號)

形狀／特徵
纜線外殼上
纜線外殼下
紮帶 2 套

溫度感測器連接用連接器
RA30-555

可在溫度感測器連接用連接器模組的
輸入連接器上安裝拆卸

188

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.7.2ch 高電壓模組（RA30-107）

9.7.

2ch 高電壓模組（RA30-107）

9.7.1.

概要

本模組是能夠在±2 V ～ ±1000 V 的測量量程，將 DC ～ 100 kHz 的訊號，以 16 bit、1 MS/s 取樣，進行 A/D 轉換的 2 CH 高電壓輸入模組。搭載測量電壓、測量實效值和模擬濾波器的功能。此外，各通道
間、各通道筐體間絕緣。

9.7.2.

輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更： 變更插槽。
③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH 。

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

④ 測量 ON/OFF
ON：
⑤ 色彩：

進行輸入訊號的測量。
變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入耦合： 切換輸入訊號的耦合。
⑦ 測量模式： 將輸入通道的測量模式按照 DC → RMS(Fast) →RMS(Mid) → RMS(Slow)的順序切換。
⑧ 測量量程： 變更測量量程。
⑨ L.P.F.：

變更低通濾波器。

⑩ 顯示位置： 指定顯示位置。
⑪ 顯示範圍： 指定各圖形的振幅方向的顯示寬度。
⑫ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑬ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑭ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑮ 圖形：

將通道分配至圖形。

⑱⑯ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑰ 調零：

取消輸入通道的內部偏移。透過執行調零，可實現更加準確的測量。

⑱ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

1WMPD4004448D

189

9.選配模組的使用方法 － 9.7.2ch 高電壓模組（RA30-107）

9.7.3.

測量時的設定確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，啟用測量鍵，輸入波形就會顯示於監視器畫面。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按以下步驟設定輸入通道。
步驟 1.

使用 輸入耦合 鍵⑥，設定輸入的耦合。
內容

耦合
DC
AC
GND

能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
僅測量輸入訊號的 AC 成分。取消訊息的 DC 偏移測量，因此只想測量交流訊號的
振幅時要設定。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

Tips

從 DC 耦合切換成 AC 耦合的情況下，至 DC 成分完全消失為止，最多需要 2 秒。

步驟 2.

透過 測量模式 鍵⑦，設定測量模式。
內容

測量模式
DC
RMS(Fast)
RMS(Mid)
RMS(Slow)步驟 3.

能夠測量輸入訊號的電壓。
能夠測量輸入訊號的實效值。
能夠選擇 3 種響應速度(高速/中速/低速)。

依照測量對象，設定測量量程。
請設定預估的輸入訊號的最大值以上的量程。
能夠透過 CH 設定子選單的 測量量程 鍵⑧，變更輸入靈敏度。

測量量程為下列各測量模式 9 種量程。
DC 模式1000 V

500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

20 Vrms

10 Vrms

5 Vrms2 VrmsRMS 模式1000 Vrms 500 Vrms 200 Vrms 100 Vrms 50 Vrms

Tips

1000 Vrms 量程時的測量範圍為最大 700 Vrms。
輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

190

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.7.2ch 高電壓模組（RA30-107）
步驟 4.

設定輸入濾波器。
透過 L.P.F. 鍵⑧，設定低通濾波器。

本模組的低通濾波器，是重視波形、具有緩和的衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的頻率的 10 倍以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高頻成分、噪聲成分。
無步驟 5.

30 kHz

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 6.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

步驟 7.

執行調零。
開啟電源後，因時間經過和環境溫度變化，RA3100 主機的內部溫度變化，在輸入模組內就會發生溫
度漂移，這會導致 DC 偏移電壓的變化，形成測量的誤差。透過執行調零，可將這些誤差最小化。
調零要在開啟電源後，間隔 60 分鐘的暖機時間，點觸 調零 鍵⑰。

Tips
本功能是消除內部的偏移、漂移的功能，並非消除輸入訊號的偏移。

1WMPD4004448D

191

9.選配模組的使用方法 － 9.7.2ch 高電壓模組（RA30-107）

9.7.4.

參考資料

注意
各輸入―筐體(GND)間、各通道間的電壓，請分別勿超過 1000 V（DC+AC peak）。超過的情況下，有損壞的危險。
1

輸入纜線
CH1 和 CH2 的輸入連接器是安全香蕉端子。
為了安全起見，輸入訊號請使用下列高耐壓鱷魚夾、纜線。
推薦纜線
名稱(型號)

2形狀／特徵

高耐壓鱷魚夾
RA30-509-01

鱷魚夾
紅、黑 各 1 個
規格：CATⅢ 1000V

高耐壓連接纜線
RA30-509-02

安全香蕉插頭紅、黑 各 1 條
長度 2 m
規格：CATⅢ 1000V

高耐壓延長纜線
RA30-509-03

安全香蕉插頭／插座紅、黑 各 1 條
長度 2 m
規格：CATⅢ 1000V

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組

共同
I/F 部

1ch H

各 SLOTL
2ch H
L±1000 VCH 間
1000 V (DC+AC peak)±1000 V
各 CH-筐體、對地間
1000 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

192

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）

2ch 頻率模組（RA30-108）9.8.
9.8.1.

概要

本模組是能夠在±1 V ～ ±500 V 的測量量程，測量輸入訊號的頻率的 2 CH 頻率模組。搭載 9 種測量模式（週期、頻率、轉速、電源頻率、頻率偏差、脈衝寬度、工作週期、脈衝計數、脈衝積分）和隨時監測輸入訊號的功能。此外，各通道間、各通道筐體間絕緣。

9.8.2.

通道和各設定的關係

＜前端面板＞
前端面板 CH1

前端面板 CH2＜RA3100 主機的 CH1 ～ CH4＞①

在 CH1 設定前端面板 CH1 的測量模式。

②

在 CH2 設定前端面板 CH2 的測量模式。

③

在 CH3 設定前端面板 CH1 的輸入電壓。

①④

在 CH4 設定前端面板 CH2 的輸入電壓。

②③

位於前端面板的 BNC 為 2 CH，但是 RA3100 主機為 4CH 顯示，有所不同。
測量輸入和輸入電壓的詳情，請參閱「9.8.3. 輸入電壓和測量
模式的設定」。

Tips
CH3 ③的設定對 CH1 有效。
CH4 ④的設定對 CH2 有效。

通道設定的步驟
步驟 1.

設定輸入電壓
在 CH3 ③、CH4 ④，設定 CH1、CH2 的輸入電壓。
(輸入耦合、測量量程、界限等)

步驟 2.

設定測量模式在 CH1 ①、CH2 ②，設定 CH1、CH2 的測量模式。
(測量模式、測量量程等)

1WMPD4004448D

193④

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）9.8.3.

輸入電壓和測量模式的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞
①
②

②

③
③

③
③

④

⑤

⑥

⑦

⑪

⑫

⑧

⑨

⑬

⑭

⑩

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒
㉓
＜輸入電壓設定面板＞＜測量模式設定面板＞① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更：變更插槽。

③ 選擇通道：選擇插槽內的 CH 。
CH1：CH1 的測量模式

CH2：CH2 的測量模式

CH3：CH1 的輸入電壓

CH4：CH2 的輸入電壓

④ 測量 ON/OFFON：

進行輸入訊號的測量。

⑤ 色彩：

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入耦合：切換輸入訊號的耦合。

⑦ 測量量程：

變更測量量程。

⑧ 界限：

設定用來檢測脈衝的界限電壓。

⑨ 遲滯：

設定界限的遲滯寬度。請設定能夠防止噪聲造成的錯誤測量的值。

⑩ L.P.F.：

變更低通濾波器。

⑪ 測量模式：從週期、頻率、轉速、脈衝寬度、工作週期、電源頻率、頻率偏差、脈衝計數、脈衝積
分中，選擇測量模式。

194

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）⑫ 測量量程：

變更測量量程。

⑬ 平滑化：

設定平滑化測量資料的次數。

⑭ 脈衝平均：

設定輸入脈衝的平均次數。

⑮ 響應速度：設定用來防止震顫的響應速度。

⑯ 顯示位置：指定顯示位置。

⑰ 顯示範圍：指定各圖形的振幅方向的顯示寬度。

⑱ 顯示最小：設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

⑲ 顯示最大：設定顯示範圍最上方的顯示上限值。

⑳ 頁面：

將通道分配至頁面。

㉑ 圖形：

將通道分配至圖形。

㉒ 波形顯示：ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。

㉓ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

9.8.4.

測量時的設定確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，啟用測量鍵，輸入波形就會顯示於監視器畫面。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
透過下列步驟，按照輸入電壓設定面板、測量模式設定面板的順序設定。

9.8.4.1

輸入電壓的設定

透過下列步驟，設定輸入電壓設定面板。
步驟 1.

使用 輸入耦合 鍵⑥，設定輸入的耦合。
內容

耦合
DC
AC
GND

能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
僅測量輸入訊號的 AC 成分。取消訊息的 DC 偏移測量，因此只想測量交流訊號的
振幅時要設定。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

Tips
從 DC 耦合切換成 AC 耦合的情況下，至 DC 成分完全消失為止，最多需要 5 秒。
步驟 2.

依照測量對象，設定輸入電壓的測量量程。
透過 測量量程 鍵⑦，能夠變更輸入靈敏度。
輸入電壓的測量量程為下列 9 種量程。
500 V

1WMPD4004448D

200 V

100 V

50 V

20 V

195

10 V

5V

2V

1V

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 3.

設定界限。
界限 鍵⑧，設定界限。
點觸鍵，界限線(紅)就會顯示於波形監視器。一面確認輸入波形，一面變更界限。

步驟 4.

設定遲滯。
遲滯 鍵⑨，設定界限的遲滯寬度。

Tips
一面在波形監視器確認輸入波形，一面讓界限對準輸入波形的中央，能夠更加正確地測量。遲
滯請設定為距離輸入波形的峰值電壓有足夠空間的值。
輸入訊號

界限 0 V遲滯 10 %
(界限±5 %)

測量脈衝
界限 0 V、遲滯 10%的設定例子步驟 5.

設定輸入濾波器。
L.P.F. 鍵⑩，設定低通濾波器。
本模組的低通濾波器，是重視波形、具有緩和的衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的頻率的10 倍以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高頻成分、噪聲成分。
無30 kHz

3 kHz

300 Hz196

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）
步驟 6.

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 7.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

9.8.4.2.

測量模式的設定

透過下列步驟，設定測量模式設定面板。
步驟 1.

透過 測量模式 鍵⑪，設定測量模式。
內容 (單位)

測量模式

步驟 2.

週期

測量測量脈衝的週期。

(s：秒)

頻率

測量測量脈衝的頻率。

(Hz：赫茲)轉速

測量測量脈衝的轉速。

(rpm：轉速)脈衝寬度

測量測量脈衝的脈衝寬度。

(s：秒)

工作週期

測量測量脈衝的工作週期。

(%：百分比)電源頻率

測量電源頻率變動。

(Hz：赫茲)頻率偏差測量從中心頻率的偏差。

(%：百分比)脈衝計數

計算閘時間的測量脈衝的數量。

(個數)

脈衝積分

累積測量脈衝的數量。

(個數)依照測量對象，設定測量量程。
透過 測量量程 鍵⑫，能夠變更測量量程。
內容

測量模式
週期
頻率
轉速

1 ms

2 ms

5 ms

10 ms

20 ms

50 ms

100 ms200 ms

500 ms

1s

2s

5s

10 s

20 s

50 s

100 s

200 kHz100 kHz

50 kHz

20 kHz

10 kHz

5 kHz

2 kHz

1 kHz

500 Hz200 Hz100 Hz

50 Hz

20 Hz

10 Hz

5 Hz

2 Hz

50 krpm

20 krpm

10 krpm

5 krpm1000 krpm 500 krpm 200 krpm 100 krpm

脈衝寬度
工作週期

2 krpm

1 krpm

500 rpm

200 rpm

100 rpm

50 rpm20 rpm10 rpm

1 ms

2 ms

5 ms

10 ms

20 ms

50 ms

100 ms200 ms

500 ms

1s

2s

5s

10 s

20 s

50 s

100 s

100 % (20 Hz)

電源頻率

400 Hz

頻率偏差

±50 %

脈衝計數

4000

脈衝積分

1WMPD4004448D

60 Hz

100 % (200 Hz)

100 % (2 kHz)

100 % (20 kHz)

50 Hz
－

50 %

100 k

200 k

500 k

1M

2M

5M

10 M

20 M

50 M

100 M

200 M

500 M

1000 M

2000 M－197

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

工作週期、脈衝計數模式不會發生超過測量量程。

步驟 3.

依照各測量模式，進行個別設定。
各測量模式是指「轉速模式」、「脈衝寬度模式」「工作週期模式」、「頻率偏差模式」、｢脈衝計數模式」、「脈衝積分模式」。

｢轉速模式」
點觸 脈衝/迴轉 鍵，設定每迴轉的脈衝數。

Tips
如圖齒輪的情況下，由於是 11 齒，因此每迴轉的脈
衝數為 11。

198

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）｢脈衝寬度模式」、「工作週期模式」
點觸 脈衝極性 鍵，設定脈衝極性。
＜設定脈衝寬度模式時＞
Positive：

測量測量脈衝的上升至下降的脈衝寬度(Tp)
Tp

Negative： 測量測量脈衝的下降至上升的脈衝寬度(Tp)
Tp＜設定工作週期模式時＞
Positive：

測量測量脈衝的上升至下降的脈衝比例(Ta/Tb)
Ta
Tb

Negative： 測量測量脈衝的下降至上升的脈衝比例(Ta/Tb)
TaTb｢頻率偏差模式」
點觸 中心頻率 鍵，設定中心頻率。

1WMPD4004448D

199

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）｢脈衝計數模式」、「脈衝積分模式」
點觸 脈衝極性 鍵，設定脈衝極性。
Positive：檢測從測量脈衝的上升至下降，在測量脈衝確定的時間點，提升計數值。
測量脈衝
提升計數值

0

1

Negative： 檢測從測量脈衝的下降至上升，在測量脈衝確定的時間點，提升計數值。
測量脈衝
提升計數值

0

1

｢脈衝計數模式」
點觸 閘時間 鍵，設定閘時間。計算閘時間內的輸入脈衝。

200

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）｢脈衝積分模式」
點觸 Auto reset 鍵，設定計數值的重設動作。
OFF：

在量程上限值，停止計數值。

Start：

記錄開始時，重設計數值，在量程上限值，停止計數
值。

Over：

計數值變成量程上限值之後，重設計數值，從 0 開始
重新計測。

Start & Over：記錄開始時，重設計數值。計數值變成量程上限值之
後，重設計數值，從 0 開始重新計測。

點觸 Reset(執行) 鍵，就會重設計數值。

1WMPD4004448D

201

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）
步驟 4.

脈衝平均的設定
脈衝平均能夠在「週期模式」、「頻率模式」、「轉速模式」、「脈衝寬度模式」「工作週期模式」
、｢電源
頻率模式」
、「頻率偏差模式」設定。對於去除輸入訊號的不均有效。

Tips
設定脈衝平均，測量設定的脈衝數之前，不會輸出資料，敬請注意。
脈衝平均的設定步驟
透過下列步驟，設定脈衝平均。
點觸 脈衝平均 鍵。
顯示[脈衝平均]畫面。
在數值輸入畫面，設定脈衝平均數。
點觸 OFF ，設定為 ON 。
點觸 OK 。

設定脈衝平均數202

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）
步驟 5.

平滑化的設定平滑化能夠在「週期模式」、「頻率模式」、「轉速模式」、「脈衝寬度模式」「工作週期模式」、｢電源頻率模式」、「頻率偏差模式」設定。
將階梯狀變化的波形，變成平滑的波形。
＜平滑化處理功能＞
測量資料

平滑化

平均處理

按照依測量量程規定的平均處理時間(40 μs ～ 4 s)，進行

移動平均

按照設定的平滑化數(2 ～ 100)，進行移動平均。

測量資料的平均處理。

處理功能平滑化處理後的測量資料
設定平滑化處理，就會產生遲延時間。
遲延時間
測量資料

平滑化處理後的測量資料

平滑化處理後的測量資料波形
平滑化的設定步驟
透過下列步驟，設定平滑化。
點觸 平滑化 鍵。
顯示[平滑化]畫面。
在數值輸入畫面，設定平滑化數。
點觸 OFF ，設定為 ON 。
點觸 OK 。
設定平滑化數

1WMPD4004448D

203

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）Tips
遲延時間 = 平均處理時間 x 平滑化數。
＜設定平滑化時的各模式的測量量程的平均處理時間＞
測量量程
頻率偏差
電源頻率
(中心頻率範圍)

週期

頻率

轉速

1 ms
2 ms

200 kHz100 kHz
50 kHz

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

13000 ～ 6600 Hz
6600 ～ 3300 Hz
3300 ～ 1320 Hz

－

5 ms
10 ms
20 ms
－

50 ms
100 ms200 ms
－

100 s

步驟 6.

工作週期

1 ms
2 ms

100 % (20 kHz)

－

－

－

－

5 ms
10 ms
20 ms

－

100 % (2 kHz)

－

－

50 ms
100 ms200 ms

100 % (200 Hz)

－

－

－

1 krpm
500 rpm
200 rpm－

13.2 ～ 6.6 Hz

－

－

－

－

－

－

－

－

－

50 s

－

40 μs
80 μs
160 μs200 μs400 μs800 μs
1.6 ms
2 ms
4 ms
8 ms
16 ms
20 ms
40 ms
80 ms
160 ms200 ms
400 ms
800 ms
1.6 s
2s100 rpm
50 rpm20 rpm10 rpm

－

－

100 s

－

4s

20 kHz 1000 krpm
10 kHz 500 krpm
5 kHz
200 krpm

－
－

－

－

－

－

2 kHz
1 kHz
500 Hz

100 krpm
50 krpm
20 krpm－

400 Hz－1320 ～ 660 Hz
660 ～ 330 Hz
330 ～ 132 Hz

－

－

－

10 krpm
5 krpm
2 krpm－60/50 Hz132 ～ 66 Hz
66 ～ 33 Hz
33 ～ 13.2 Hz

500 ms－1s
200 Hz2s
100 Hz
－
50 Hz
5s
－
10 s
20 Hz
20 s
10 Hz
－
5 Hz
50 s
－
2 Hz

平均
處理時間

脈衝寬度

－

－

－
－
－

－

－

500 ms1s2s－

100 % (20 Hz)

－

－

5s
10 s
20 s

－

－

－
－

設定響應速度。
透過 響應速度 鍵⑮，旋轉旋鈕，設定響應速度。
能夠防止震顫造成的錯誤測量。

步驟 7.

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 8.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

204

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.8.2ch 頻率模組（RA30-108）9.8.5.

參考資料

注意
各輸入―筐體(GND)間、各通道間的電壓，請分別勿超過 300 V (DC+AC peak)。超過的情況下，有損
壞的危險。
1

輸入纜線
CH1 與 CH2 的輸入連接器為絕緣型 BNC 連接器。使用金屬 BNC 的插頭，會造成連接器的損壞和連接不良，因此請勿連接金屬 BNC。
訊號輸入纜線請使用下列絕緣 BNC 纜線（RA30-507）。
推薦纜線
名稱(型號)

形狀／特徵

600V

CAT III 300V
CAT II 600V

RA30-507

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO

LINE VOLTAGE

安全鱷魚夾
紅
＋
黑
－
長度 1.5 m!

2

MAXIMUM RATED絕緣 BNC 纜線(安全鱷魚夾)RA30-507

絕緣 BNC

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組

共同
I/F 部

1ch H

各 SLOTL
2ch H
L±500 VCH 間
300 V (DC+AC peak)±500 V
各 CH-筐體、對地間
300 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

1WMPD4004448D

205

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）9.9.
9.9.1.

2Ch 加速度模組（RA30-109）
概要

本模組是能夠將加速度訊號，以 16 bit、1 MS/s 取樣，進行 A/D 轉換的 2 CH 加速度模組。除了前置放大
器內建型加速度感測器之外，使用充電轉換器，支援電荷輸出型加速度感測器。
除了透過積分功能，從加速度訊號轉換輸出成速度、位移之外，搭載模擬濾波器、反鋸齒濾波器、實效值
演算、包絡演算的功能。此外，各通道間、各通道筐體間絕緣。

9.9.2.

輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞① 插槽編號、輸入模組類型。

①
②

②

③

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

② 插槽變更： 變更插槽。
③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH 。
④ 測量 ON/OFF
ON：
⑤ 色彩：

進行輸入訊號的測量。
變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 測量模式： 將輸入通道的測量模式按照 OFF → 加速度 →
速度 → 位移的順序切換。
⑦ 感測器：

設定連接的感測器的條件。

⑧ 測量量程：

變更輸入通道的測量量程。

⑨ 計算模式：將輸入通道的計算模式按照 OFF → Envelope →RMS(Fast) → RMS(Mid) → RMS(Slow) 的順序
切換。

⑩ L.P.F.：

變更低通濾波器。

⑪ A.A.F.：

進行輸入通道的反鋸齒濾波器的 ON/OFF 設定。

⑫ 顯示位置： 指定顯示位置。

⑱⑬ 顯示範圍： 指定各圖形的振幅方向的顯示寬度。
⑲⑭ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑮ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑯ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑰ 圖形：

將通道分配至圖形。

⑱ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑲ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

206

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）

9.9.3.

測量時的設定注意
除了透過前置放大器內建型壓電式加速度感測器或充電轉換器的電荷輸出型加速度感測器之外，請勿連
接輸入端子。
(請勿輸入電壓、電流。否則會造成故障。)
前置放大器內建型加速度感測器，請使用符合感測器用電源的規格者。
使用不符合規格的感測器，感測器可能損壞。
步驟 1.

在關閉主機電源的狀態下，或者透過 測量模式 鍵⑥，將測量模式設定為 OFF，透過前置放大器內
建型加速度感測器或充電轉換器，連接電荷輸出型加速度感測器。

Note
測量模式非設定為 OFF，感測器用電源就會從 BNC 連接器輸出。為了防止觸電及感測器損壞，
連接感測器時，請務必將測量模式設定為 OFF。
步驟 2.

連接感測器，將[測量模式]設定為加速度、[測量]設定為 ON，輸入波形就會顯示於監視器畫面。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。

Tips
開啟感測器電源，感測器的偏壓電壓穩定之前，會產生噪聲數秒鐘。可能因噪聲的影響而變成超
過測量量程，但是會正常動作。

1WMPD4004448D

207

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）
步驟 3.

設定使用的感測器的種類、靈敏度。
點觸感測器 鍵⑦，感測器設定子選單就會開啟。

⑳

⑳

㉑

㉒

㉔

㉕

㉓

㉓

、＜選擇感測器「Charge Conv.」時＞＜選擇感測器「前置放大」時＞<使用放大器內建型加速度感測器>
透過感測器設定子選單的 感測器 鍵⑳，將感測器設定為「前置放大器」。
依照使用的前置放大器，設定感測器靈敏度。
支援 TEDS 的感測器的情況下，點觸 TEDS 讀取 鍵㉒，感測器靈敏度就會自動設定。
不支援 TEDS 的感測器的情況下，透過 感測器靈敏度 鍵㉑，設定感測器記載的靈敏度
mV/(m/s2)。感測器靈敏度以重力加速度 G 記載，mV/G 的情況下，設定除以 9.8 的值。
設定結束之後，請透過 關閉 鍵㉓，關閉感測器設定子選單。

208

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）<使用電荷輸出型加速度感測器>
使用電荷輸出型加速度感測器的情況下，亦需要充電轉換器。
依照使用的感測器、充電轉換器，透過下列步驟設定。
透過感測器設定子選單的 感測器 鍵⑳，將感測器設定為「Charge Conv.」。
依照使用的充電轉換器，設定增益。
透過 增益 鍵㉔，能夠變更增益。
能夠設定的增益為下列 3 種量程。請設定最接近充電轉換器記載的增益的量程。
0.1 mV/pC

1 mV/pC

10 mV/pC

依照使用的電荷輸出型加速度感測器，設定感測器靈敏度。
透過 感測器靈敏度 鍵㉕，設定感測器記載的靈敏度 pC/(m/s2)。
感測器靈敏度以重力加速度 G 記載，pC/G 的情況下，設定除以 9.8 的值。

Tips
使用的充電轉換器的增益和選擇量程有偏差的情況下，必須將偏差量乘以感測器靈敏度設定。
設定的感測器靈敏度 =例充電轉換器的增益 [mV/pC]
增益的範圍 [mV/pC]

x 感測器靈敏度 [pC/(m/s2)]

使用的充電轉換器的增益為 0.990 mV/pC、電荷輸出型加速度感測器的感測器靈敏度為100 pC/(m/s2)的情況下，設定如下。
透過 增益 鍵㉔，設定為最接近充電轉換器利得增益 0.990 mV/pC 的 1 mV/pC 範圍。
計算設定的感測器靈敏度。
0.990 [mV/pC]
1.0 [mV/pC]

x 100 [pC/(m/s2)] = 99 [mV/(m/s2)]

透過 感測器靈敏度 鍵㉕，將感測器靈敏度設定為 99 pC/(m/s2)。
電荷輸出型
加速度感測器100 pC/(m/s2)

充電轉換器
0.990 mV /pC

2ch 加速度模組(RA30-109)
增益： 1 mV/pC 範圍靈敏度： 設定為 99 pC/(m/s2)

相當於感測器靈敏度 99 mV/(m/s2)的前置放大器內建型感測器
設定結束之後，請透過 Close 鍵㉓，關閉感測器設定子選單。

1WMPD4004448D

209

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）
步驟 4.

依照測量對象，設定測量量程。
透過 測量量程 鍵⑧，能夠變更輸入靈敏度。
測量量程的設定範圍依感測器靈敏度的設定值而有所不同。

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 5.

透過[測量模式]鍵⑥，設定測量模式。
測量模式

內容

(單位)

加速度

測量加速度訊號。

(m/s2)

速度

將加速度訊號轉換成速度測量。

(m/s)

位移

將加速度訊號轉換成位移測量。

(m)

Tips
加速度訊號超過測量量程，速度、位移就無法正確測量。
請務必將測量模式設定為加速度，確認沒有發生超過測量量程之後，設定為速度、位移。
步驟 6.

設定輸入濾波器。
透過 L.P.F. 鍵⑩，設定低通濾波器。
本模組的低通濾波器是通過區域沒有漣波，波形平坦，具有衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的
頻率的 10 倍以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高頻成分、噪聲成分。
無20 kHz2 kHz

200 Hz

20 Hz

透過 A.A.F. 鍵⑪，設定反鋸齒濾波器。
這是具有急劇的衰減特性的低通濾波器。設定為 ON，就會隨著取樣速度連動，自動選擇過濾頻率，
避免透過取樣的測量資料產生混疊。特別是在 FFT 分析時十分有效。此時，內部同時使用 LPF，因此 LPF 的設定變成無效。

210

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）
步驟 7.

透過 計算模式 鍵⑨，設定計算模式(RMS 演算、包絡演算)。
內容

計算模式
能夠測量輸入訊號的包絡值。
Envelope

透過 BPF，將波形整流及平滑化，輸出包絡線波形。
進行輸出訊號的 FFT 分析，對於檢測反覆出現的微小訊號有效。
請用於檢測軸承故障的反覆週期等。

RMS(Fast)

能夠測量輸入訊號的實效值。

RMS(Mid)

能夠選擇 3 種響應速度(高速/中速/低速)。

RMS(Slow)

請用於監視振動現象的變動趨勢和廣域振動等。

無直接測量輸入訊號。

Tips
輸入訊號變成超過測量量程，產生波形應變，就會產生大誤差，無法正確測量。請避免超過測
量量程，設定量程。使用計算模式時，在設定量程的約 0.7 倍就會變成超過測量量程。
步驟 8.

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

步驟 9.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

9.9.4.

纜線

9.9.4.1. 鐵氧體磁芯(附屬品)的安裝方法
打開附屬的鐵氧體磁芯，將 BNC 纜線在靠近模組側的 BNC 連接器的地方夾住。
關閉鐵氧體磁芯，以市售的束線帶固定兩端。

BNC 纜線

1WMPD4004448D

束線帶

鐵氧體磁芯

211

束線帶

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）

9.9.5.

參考資料

注意
各輸入―筐體(GND)間、各通道間的電壓，請分別勿超過 42 V (DC+AC peak)。超過的情況下，有損壞的危險。
1

加速度感測器的連接方法
使用前置放大器內建型加速度感測器的情況下，直接連接感測器。
使用電荷輸出型加速度感測器的情況下，透過充電轉換器，連接感測器。

Tips
模組供給定電流至前置放大器內建型加速度感測器。
感測器將加速度訊號作為 AC 電壓訊號，輸出至相同訊號線。
模組測量從輸入訊號屏蔽 DC 成分所獲得的加速度訊號。
前置放大器內建型感測器

加速度模組
4 mA

電流 I

22 V

電壓 V
加速度訊號
Vbias
前置放大器內建型加速度感測器是電荷輸出型加速度感測器和前置放大器（充電轉換器）一體成型
的感測器。
以低阻抗的電壓訊號訊輸出，因此相較於電荷輸出型加速度感測器，不易受到噪聲的影響，無需充
電轉換器。但是一般而言，在尺寸、使用溫度等方面，比電荷輸出型加速度感測器有限制。
電荷輸出型加速度感測器會依加速度，產生電荷。
產生的電荷透過充電轉換器，轉換成 AC 電壓訊號。
模組供給定電流至充電轉換器。
充電轉換器將加速度訊號作為 AC 電壓訊號，輸出至相同訊號線。
模組測量從輸入訊號屏蔽 DC 成分所獲得的加速度訊號。
電荷輸出型感測器

充電轉換器

加速度模組

電荷 Q

電壓 V

[pC/(m/s2)][mV/(m/s2)]

4 mA

22 V
加速度訊號

[mV/pC]
電荷輸出型加速度感測器輕量、小型，且適合低溫或高溫下的測量。
但阻抗高，易受噪聲的影響，因此必須注意。

212

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.9.2Ch 加速度模組（RA30-109）2

速度、位移的測量方法
設定為加速度模式時，請避免超過測量量程，設定測量量程。加速度訊號變成超過測量量程，產生波形應
變，速度、位移亦會產生大誤差。
加速度訊號的頻率為約 16 Hz 時，即使將測量模式切換成加速度、速度、位移，測量的振幅亦不會改變。
然而，在其他頻率區域，相對於加速度的振幅，以速度的振幅為-6 dB/oct、位移的振幅為-12 dB/oct 的比
例測量的振幅會變小。
頻率 70 kHz

振幅 0 dB

加速度
約 16 Hz

速度 -6 dB/oct
位移 -12 dB/oct

Tips
加速度(A)、速度(V)、位移(D)有下列關係。(f：輸入訊號的頻率)
加速度

A (m/s2）

速度

V = A/2πf (m/s）

位移D = V/2πf (m）本模組透過模擬積分器，將加速度訊號轉換成速度、位移。
如同上列算式，相對於加速度的振幅，速度的振幅和加速度訊號的頻率呈反比，位移的振幅和加速度訊號
的頻率平方呈反比。
加速度的振幅固定的情況下，以約 16Hz 為基準，速度為-6 dB/oct、位移為-12 dB/oct，具有衰減特性。
3

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組

共同
I/F 部

1ch H

各 SLOTL

CH 間
42 V (DC+AC peak)

2ch H
L

各 CH-筐體、對地間
42 V (DC+AC peak)

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

1WMPD4004448D

213

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）9.10.

遠端控制模組（RA30-112）

9.10.1. 概要

遠端控制模組 RA30-112 大致上搭載 3 種功能。
從外部設備遠端控制本產品的｢遠端功能｣。
AC 失真模組用｢載波(carrier wave)功能｣。
電壓輸入模組確認用｢波形確認用輸出｣。
遠端功能中有 2 個系統，分別是用於從外部設備進行控制的遠端輸入，以及使用本產品作為主機同步運轉
其他 RA3100 的遠端輸出。
OMNIACE RA3100
載波(carrier wave)

RA3100

主機控制器
AC 失真
模組

RA30-112
遠端輸入

RA30-112
遠端輸出

波形確認用輸出

9.10.2. 安裝至本產品
本模組與｢2.1.2. 可选模块的安裝｣的說明相同，安裝在輸入模組部。
本模組與其他模組不同，僅可安裝在｢SLOT 9｣上。(不安裝 RA30-112
的情況下，能夠將其他模組安裝至｢SLOT 9｣。)SLOT 1
SLOT 2
SLOT 3RA30-112 僅能安裝於 SLOT 9SLOT 4SLOT 5SLOT 6SLOT 7
SLOT 8SLOT 9214

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）

9.10.3. 通道設定
CH 鍵，便會顯示通道設定畫面。SLOT 選擇中會顯示安裝了遠端模組(RA30-112)的｢SLOT 9｣。
點觸側邊選單的

關於功能，請參閱｢9.10.5. 測量時的設定｣。
①

②
③

④

⑤

⑥
⑦

①

感測器：

｢SLOT 9｣的插槽編號。

②

響應速度：

從｢高速｣、｢正常速度｣、｢低速｣，選擇遠端輸入訊號的響應速度。

③

TRIG/EXT.1： 從｢TRIG｣、｢EXT.1｣選擇。
TRIG 請設定 TRIG｢⑤TRIG｣，EXT.1 請設定｢⑦EXT.1｣。

④

OSC/EXT.2： 從｢OSC｣、｢EXT.2｣選擇。
OSC 請設定｢⑥OSC｣，EXT.2 請設定｢⑧EXT.2｣。

⑤

OSC：

從｢內部｣、｢外部｣，選擇 AC 失真模組的載波(carrier wave)訊號源。

⑥

TRIG：

設定遠端輸入的 TRIG 訊號。

⑦

EXT.1：

針對系統錯誤、印表機錯誤、超量程，將輸出至外部的本產品狀態，設定為 ON/OFF。點
觸之後，就會顯示 EXT.1/EXT.2 設定對話框。

⑧

EXT.2：

1WMPD4004448D⑧

和 EXT.1 相同。

215

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）

9.10.4. 波形確認用輸出端子
透過本模組的輸出端子，輸出 0 - 5 V、1 kHz 的方波。
透過將此方波訊號連接至電壓輸入模組，進行波形監視，能夠確認模組的動作。

波形確認用輸出端子9.10.5. 測量時的設定
１

響應速度
從｢高速｣、｢正常速度｣、｢低速｣，選擇遠端輸入訊號的響應速度。
噪聲環境差時，選擇｢低速｣，在通過濾波器的狀態下進行控制。
輸入訊號的有效脈衝寬度如下。
正常響應時：High 級 期間
High 級 期間

1 μs 以上、Low 級 期間
1 ms 以上、Low 級 期間

1 μs 以上
1 ms 以上

低速響應時：High 級 期間 10 ms 以上、Low 級 期間

10 ms 以上

高速響應時：

2

OSC
選擇安裝 AC 失真模組時，在 RA3100 主機使用的載波(carrier wave)訊號源。
內部： 使用安裝有本模組的 RA3100 主機中生成的 OSC 訊號。
同時會提供給同步連接的其他 RA3100。
外部： 將從遠端輸入所輸入的 OSC IN 訊號，供給至安裝模組。
請參閱「5. 連接方法」的連接圖。

3

4

TRIG
設定遠端輸入的 TRIG 訊號。
OFF：
啟動觸發：

不使用遠端輸入的 TRIG 訊號。
將遠端輸入的 TRIG 訊號作為｢啟動觸發｣輸入。

記憶體觸發：

將遠端輸入的 TRIG 訊號作為｢記憶體觸發｣輸入。

EXT.1/EXT.2
將本產品的狀態，輸出至外部的設定。系統錯誤、印表機錯誤、超量程為 ON 的情況下，於其中一個發生
時輸出。
系統錯誤：
印表機錯誤：本產品的軟體無法正常動作的狀態。
印表機通訊錯誤、馬達異常、列印頭溫度異常、印表機蓋開啟、沒有記錄紙的情況
下。

超量程：

發生超量程的情況下。

216

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）

9.10.6. 參考資料
1

2

前端面板
A10

A1

A7

A1

B10

B1

B7

B1

IN 連接器的針腳排列
針腳編號

訊號名稱

A1

NC

B1

GND

－

A2

NC

B2

GND

－

A3

STOP IN

B3

STOP IN

針腳編號 訊號名稱

START/START/

（+）
A4
A5

A6

MARK IN（+）
FEED IN（+）
PRINT IN
（+）

A7

NC
IN

B4
B5

B6
B7

A10

TRIG IN（+）
OSC IN（+）

本訊號為 Low 等級的期間，進行記錄。

MARK IN

標記輸入
透過本訊號的負緣，將標記記錄於記錄資料。

（-）
FEED IN

送紙(記錄紙空送)輸入
本訊號為 Low 等級的期間，空送記錄紙。

（-）

印表機輸入

PRINT IN本訊號為 Low 等級的期間，進行筆式記錄。記錄期（-）

間，不接受本訊號。

GND－

EXT SMPL
B8

（+）
A9

記錄開始/停止輸入（-）

EXT SMPL
A8

功能

IN
（-）

B9

B10

外部取樣輸入透過本訊號的負緣取樣。

TRIG IN觸發輸入（-）

透過本訊號的負緣，接收外部觸發。

OSC INAC 失真模組用 OSC 訊號輸入將本訊號作為載波(carrier wave)訊號源，供給至 AC

（-）

失真模組。

輸入訊號用連接器：DF02R020NA3(日本航空電子工業製造)
A 列和 B 列成對。GND (B 列)是與 A 列訊號成對的輸入共模。
適合輸入訊號用連接器的插頭(廠商型號)如下。
適用插頭：DF02P020F22A1(焊錫接線型)、DF02P020G28A1(壓接接線型)

Note

請勿同時控制「START/STOP IN」、「PRINT IN」、「FEED IN」。

1WMPD4004448D

217

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）
3

OUT 連接器的針腳排列
針腳編號

訊號名稱

A1

STOP OUT

針腳編號

訊號名稱

B1

STOP OUTSTART/START/

（-）

（+）
A2
A3
A4

MARK OUTMARK OUT

B2（+）
FEED OUTPRINT OUT

FEED OUT（+）

PRINT OUT
EXT SMPL

B5

OUT
（+）

標記輸出

送紙(記錄紙空送)輸出

列印訊號輸出

將 PRINT IN 訊號，輸出至 PRINT OUT 訊號。

（-）

EXT SMPL

本產品記錄期間，輸出 Low 等級的訊號。

將 FEED IN 訊號，輸出至 FEED OUT 訊號。

（-）

B4

記錄開始/停止輸出

將 MARK IN 訊號，輸出至 MARK OUT 訊號。

（-）

B3

（+）

A5

功能

外部取樣輸出OUT

將 EXT SMPL IN 訊號，輸出至 EXT SMPL OUT 訊（-）

號。
觸發輸出（TRIG OUT）

TRIG/EXT.1

TRIG/EXT.1
A6

B6

OUT
（+）

發生觸發時，將 TRIG OUT 訊號，輸出至 Low 等級。

OUT

外部輸出（EXT.1 OUT）（-）

發生系統錯誤等時，變成 Low 等級。
請參閱「9.10.3. 通道設定」。

OSC/EXT.2

OSC/EXT.2
A7

B7

OUT

OUT

其動作的輸出。
外部輸出（EXT.2 OUT）

（-）

（+）

AC 失真模組用 OSC 訊號輸出（OSC OUT）
用來同步安裝於其他 RA3100 的 AC 失真模組，使發生系統錯誤等時，變成 Low 等級。
請參閱「9.10.3. 通道設定」。

輸出訊號用連接器：DF02R014NA3(日本航空電子工業製造)
A 列和 B 列成對。GND (B 列)是與 A 列訊號成對的共模。
適合輸出訊號用連接器的插頭(廠商型號)如下。
適用插頭：DF02P014F22A1(焊錫接線型)、DF02P014G28A1(壓接接線型)
4對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組
IN
共同
I/F 部

H
L

+5 V

OUT H
L

+5 V

各 L 為共同
各 CH－筐體、對地間

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

42 V (DC+AC peak)

注意
各輸入輸出－筐體(GND)間，請勿超過 42 V(DC+AD peak)。
超過的情況下，有破損的危險。
各輸入輸出間未絕緣。L(GND)在內部連接。
218

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）
5連接方法

5.1 遠端控制時

OMNIACE RA3100

遠端控制

端子台

主機控制器

20P

20P

RA30-112IN

AX-PCX-10S20
端子台連接纜線 RA30-504
端子台

OMNIACE RA3100

遠端控制
主機控制器

20P

RA30-112IN

遠端控制纜線(散線)RA30-506
5.2 連接多台 RA3100 時
遠端控制

遠端控制同步運轉OMNIACE RA3100

主機控制器

20P

RA30-112INOUT

OMNIACE RA3100
14P

20P

RA30-112IN

遠端控制纜線(主機間連接用) RA30-505
5.3 AC 失真用載波訊號
OMNIACE RA3100

OMNIACE RA3100

RA30-112

AC 失真用載波訊號OSC

遠端控制纜線(主機間連接用)

OUT 14P

RA30-112
20P INOSC

RA30-505Internal

External

AC 應變

AC 應變

同步訊號

同步訊號

5.4 波形確認用輸出端子

OMNIACE RA3100
RA30-112
RA30-xxx
電壓模組

5.5 監視 OUT 訊號的情況下
主機控制器

OMNIACE RA3100
端子台

20P

14P

RA30-112OUT

AX-PCX-10S20
遠端控制纜線(主機間連接用) RA30-505
端子台

1WMPD4004448D

219

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）
6等效電路

6.1 IN
START/STOP IN、MARK IN、FEED
IN、PRINT IN、EXT SMPL IN、TRIG
IN、OSC IN 的等效電路圖。

(+)(-)
6.2 OUT
START/STOP OUT、MARK OUT、
FEED OUT、PRINT OUT、EXT SMPL
OUT、TRIG/EXT.1 OUT、OSC/EXT.2(+)

OUT 的等效電路圖。
(-)

Note
從 OUT 連接器的輸出電流，請勿超過每針腳 5 mA 使用。
超過的情況下，有損壞的危險。

220

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）

9.10.7. 選配
1

纜線及端子台備有以下纜線及端子台，用於訊號輸入、同步連接。
名稱(型號)形狀／特徵
MDR20 極端子台連接用
20P - 20P
長度 2 m

端子台連接纜線
RA30-50420p
端子台
AX-PCX-10S20

10p

11p

MDR20 極端子台(AWG16－
28 用)

1p

遠端控制纜線(散線)
RA30-506
遠端控制纜線(主機間連接用)
RA30-5052

針腳配置
RA30-112

遠端控制輸入用
長度 2 m
RA3100 間連接間
20P - 14P
長度 2 m

輸入連接器的針腳配置和遠端控制纜線，以及端子台連接纜線的對應表。

針腳編號
NC
GND
NC
GND
START/STOP IN
GNDMARK IN
GND
FEED IN
GND
PRINT IN
GND
NC
GND
EXT SMPL IN(+)
EXT SMPL IN(-)
TRIG IN(+)
TRIG IN(-)
OSC IN(+)
OSC IN(-)

1WMPD4004448D

RA30-112
輸入端子
訊號名稱
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7
A8
B8
A9
B9
A10
B10

AX-PCX-10S20 端子台和RA30-504 纜線組合
訊號名稱
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20

221

線色

橙色
淺灰色
白色
黃色
粉色
橙色
淺灰色
白色

RA30-506
遠端控制纜線(散線)
標記顏色
標記顯示

紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色
紅色
黑色

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）
RA30-112 OUT 連接器的針腳配置和遠端控制纜線及端子台連接纜線的對應表。

針腳編號START/STOP OUT (+)
START/STOP OUT (-)
MARK OUT (+)
MARK OUT (-)
FEED OUT (+)
FEED OUT (-)
PRINT OUT (+)
PRINT OUT (-)
EXT SMPL OUT (+)
EXT SMPL OUT (-)
TRIG/EXT.1 OUT (+)
TRIG/EXT.1 OUT (-)
OSC/EXT.2 OUT (+)
OSC/EXT.2 OUT (-)

RA30-112
OUT 連接器
訊號名稱
A1
B1
A2
B2
A3
B3
A4
B4
A5
B5
A6
B6
A7
B7

AX-PCX-10S20 端子台和RA30-505 纜線的組合
訊號名稱
3
11/13
4
14
5
15
6
16
8
18
9
19
10
20

222

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.10.遠端控制模組（RA30-112）3

纜線規格

3.1 RA30-504 纜線

屏蔽

3.2 RA30-505 纜線
屏蔽

3.3 RA30-506 纜線
屏蔽

1WMPD4004448D

223

9.選配模組的使用方法 － 9.11.4ch 電壓模組（RA30-113）

9.11.

4ch 電壓模組（RA30-113）

9.11.1. 概要

本模組是能夠在±2 V ～ ±500 V 的測量量程，以 16 bit、1 MS/s 取樣 DC ～ 100 kHz 的訊號，進行 A/D
轉換的 4 ch 電壓輸入模組。搭載波形觀測用模擬濾波器。並且，各通道之間、輸入輸出之間實施絕緣。

9.11.2. 輸入通道的設定＜對 RA3100 主機中的設定開關與設定內容進行說明。＞①②②③ 選擇通道： 選擇插槽內的 CH。

③③④ 測量 ON/OFF
進行輸入訊號的測量。
ON：

④

⑤

⑥

⑦

① 插槽編號、輸入模組類型。
② 插槽變更： 變更插槽。

⑤ 色彩：

變更波形監視器的顯示色彩。

⑥ 輸入耦合： 切換輸入訊號的耦合。
⑦ 測量量程： 變更測量量程。

⑧⑧ L.P.F.：

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

變更低通濾波器。

⑨ 顯示位置： 指定顯示位置。
⑩ 顯示範圍： 指定各圖表的振幅方向的顯示寬度。
⑪ 顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。
⑫ 顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
⑬ 頁面：

將通道分配至頁面。

⑭ 圖表：

將通道分配至圖形。

⑮ 波形顯示： ON 為於波形監視器顯示波形，OFF 為不顯示。
⑯ 調零：

取消輸入通道的內部偏移。透過執行調零，可實現⑰

更加準確的測量。
⑰ 可測量範圍/測量值：顯示現在的可測量範圍和測量值。

224

1WMPD4004448D

9.選配模組的使用方法 － 9.11.4ch 電壓模組（RA30-113）

9.11.3. 測量時的設定
確認 SLOT 編號和通道，將訊號連接至該輸入模組，開啟

測量

鍵，輸入波形就會顯示於監控器。可以觀察著此波形，調整為所需的訊號波形。
按以下步驟設定輸入通道。
步驟 1.

使用

輸入耦合

鍵⑥，設定輸入的耦合。

耦合
DC
GND
步驟 2.

內容
能夠測量輸入訊號中含有 DC、AC 成分的實際訊號。
測量時設定為 DC 耦合。
不將輸入訊號連接至 CH 內部，而將 CH 的輸入連接至 GND。
可在波形監控器、印表機記錄中確認輸入的 GND 等級。

依照測量對象，設定測量量程。
使用 CH 設定子選單的

測量量程

鍵⑦，可變更輸入靈敏度。

測量量程中顯示的數值(RANGE)，代表輸入(測量)最大值，相當於波形監控器的 10 div。顯示位置為
50 %時，顯示±RANGE(全部測量範圍)。
點觸 測量量程 鍵，旋轉旋扭變更量程。向左旋轉旋鈕則靈敏度下降，向右旋轉旋鈕則靈敏度上升。測量量程有以下 8 種量程。
500 V

200 V

100 V

50 V

20 V

10 V

5V

2V

Tips

輸入超出測量量程，發生超量程，就會於畫面右下方顯示 OVER RANGE，從主機發出｢嗶嗶！嗶嗶！｣的警告聲。請下調測量量程的靈敏度，確保輸入訊號不會超量程。不想發出警告聲的情況下，請將蜂鳴器聲
響設定，設定為 OFF。請參閱「8.3.1. 環境｣的蜂鳴器聲響設定。
嗶嗶！ 嗶嗶！

OVER RANGE

步驟 3.

設定輸入濾波器。
L.P.F. 鍵⑧，設定低通濾波器。
本模組的低通濾波器，是重視波形、具有緩和的衰減特性的濾波器。以作為訊號有效的頻率的 10 倍使用

以上為標準設定過濾頻率，屏蔽不需要的高週波成分、噪聲成分。
OFF
步驟 4.

3 kHz

300 Hz

30 Hz

3 Hz

設定顯示範圍和顯示位置。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示範圍和顯示位置(波形顯示區域)設定的說明｣。
顯示範圍： 波形監控器內的波形顯示區域的振幅方向的顯示寬度顯示位置： 指定將被指定的顯示範圍中的波形顯示區域顯示在波形監視器上的哪個位置。

1WMPD4004448D

225

9.選配模組的使用方法 － 9.11.4ch 電壓模組（RA30-113）
步驟 5.

設定顯示最大和顯示最小。
請參閱｢4.3.2. 設定輸入 CH － 顯示最大和顯示最小(波形顯示刻度)設定的說明｣。
顯示最大： 設定顯示範圍最上方的顯示上限值。
顯示最小： 設定顯示範圍最下方的顯示下限值。

步驟 6.

執行調零。
電源接入後，因時間經過和環境溫度變化，RA3100 主機的內部溫度變化，在輸入模組內就會發生溫
度漂移，這會導致 DC 偏移電壓的變化，形成測量的誤差。透過執行調零，可將這些誤差最小化。
調零時，在電源接入後設置 60 分鐘的暖機時間，點觸

調零

鍵⑰。

Note
本功能是消除內部的偏移、漂移的功能，並非消除輸入訊號的偏移。

9.11.4. 參考資料注意
各輸入―筐體(GND)之間、各通道之間的電壓，請分別不要超過 300(DC+AD peak) V。超過的情況
下，有破損的危險。
1

輸入纜線
CH1 ～ CH4 的輸入連接器為絕緣型 BNC 連接器。若使用金屬 BNC 插頭，可能導致連接器破損或接觸不良，因此請勿使用金屬 BNC。
訊號輸入纜線請使用下列絕緣 BNC 纜線（RA30-507）。
推薦纜線
名稱(型號)

形狀／特徵

600V

CAT III 300V
CAT II 600V

RA30-507

MAXIMUM RATEDVOLTAGE TO

LINE VOLTAGE

安全鱷魚夾
紅
＋
黑
－
長度 1.5 m!

2

MAXIMUM RATED絕緣 BNC 纜線(安全鱷魚夾)RA30-507

絕緣 BNC

對地間最大額定電壓
RA3100 主機

輸入模組
1ch H

各 SLOT

L
共同
I/F 部

2ch H
L
3ch H
L
4ch H
L

±500 VCH 間
300 V (DC+AC peak)±500 V
300 V (DC+AC peak)±500 V
300 V (DC+AC peak)±500 V
各 CH－筐體、對地間

GND(連接至帶接地端子的電源纜線)

300 V (DC+AC peak)

226

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.1.關於版本

10. 資料
本章中對各功能進行補充說明。

10.1.

關於版本

在本產品的管理畫面使用的版本如下。
名稱

概要① Windows OS

安裝的 Windows 10 IoT 的版本② 軟體

RA3100 軟體的版本③ 主要硬體

主要 FPGA 的版本④ 硬體的印表機

印表機 FPGA 的版本⑤ 模組

模組 FPGA 的版本⑥ 記錄資料的記錄

記錄時的 RA3100 軟體的版本⑦ 記錄資料的檔案記錄時或更新檔案時的 RA3100 軟體的版本⑧ 設定資料的檔案

建立時的 RA3100 軟體的版本
・版本管理畫面
①

②

③

④

⑤

・檔案管理畫面-記錄⑥

1WMPD4004448D

・檔案管理畫面- 設定
⑦

⑧

227

10.資料 － 10.2.取樣的資料格式

10.2.

取樣的資料格式

本產品的資料格式有｢NORMAL 取樣｣與｢P-P 取樣｣2 種。

10.2.1. NORMAL 取樣
NORMAL 取樣將取樣週期的 A/D 值作為資料進行記錄，用於波形重現、資料分析等。
取樣週期

T0

T1

T2

T3

模擬輸入波形

T4

T5

T6

T7

T8

T9

時間

根據取樣資料重播輸入波形
輸入訊號相對於取樣週期較快速時，波形的重現性下降，可能會遺漏突發性脈衝。
取樣資料

取樣週期

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

時間

若提高取樣速度，可以提高波形的重現性，但記錄資料會增大。
取樣資料

取樣週期

T0

T2

T4

T6

T8

T10

T12

T14

T16

T18

10.2.2. P-P 取樣
，將此峰值
P-P 取樣在取樣週期的期間內，以最快速取樣(20 MS/s)，檢測出峰值（最大值和最小值 2 點）記錄為記錄資料。
可以用較少的資料重現廣帶寬的波形，並且不會遺漏突發性尖峰噪聲等，是適合用於長時間記錄的波形重
播的資料格式。
缺點是無法在記錄後進行資料分析（平均、RMS、FFT 等）。
P-P 資料

取樣週期

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

228

T7

T8

T9

時間

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.3.取樣

10.3.

取樣

10.3.1. 內部取樣
印表機記錄、SSD 記錄、記憶體記錄能夠分別設定取樣速度。各記錄的最快取樣速度有所不同。關於規
格，請參閱「12.1.1. 主機基本規格」。

10.3.2. 外部取樣
印表機記錄、SSD 記錄的情況下，能夠進行外部取樣，同步從外部輸入的 CLOCK 訊號，進行取樣。但能夠記錄的裝置僅印表機記錄或 SSD 記錄其中一種。
外部取樣的 CLOCK 訊號為輸入至｢9.10. 遠端控制模組（RA30-112）｣的｢EXT SMPL IN｣端子。

10.3.3. 取樣速度和送紙速度的關係取樣速度和送紙速度的關係如下表。
取樣

內部

外部

1WMPD4004448D

取樣速度

走紙速度

100 ms/div(1 kS/s)

100 mm/s

200 ms/div(500 S/s)

50 mm/s

500 ms/div(200 S/s)

20 mm/s

1 s/div(100 S/s)

10 mm/s

2 s/div(50 S/s)

5 mm/s

5 s/div(20 S/s)

2 mm/s

10 s/div(10 S/s)

1 mm/s

20 s/div(5 S/s)

30 mm/min

50 s/div(2 S/s)

12 mm/min

100 s/div(1 S/s)

6 mm/min

2 min/div(50 S/min)

5 mm/min

5 min/div(20 S/min)

2 mm/min10 min/div(10 S/min)

1 mm/min

EXT.

0.1 mm/脈衝229

10.資料 － 10.4.刻度轉換（物理量換算）

10.4.

刻度轉換（物理量換算）

刻度轉換是將感測器等輸出的電壓轉換為物理量而可以直接讀取的功能。
本產品有以下 2 種轉換方法。任意一種轉換均如圖所示，為相同轉換。
方法 1

以 2 點的值直接轉換的方法
指定 2 點 a､ b 的輸入與輸出的值，a[Xa､Ya]､ b[Xb､Yb]，即可求得 Y=AX+B 的公式。

方法 2

規定物理量和感測器輸出電壓的換算的情況下，以增益校正轉換的方法
規定感測器輸入的靈敏度 A 和偏移 B，能夠求得 Y=AX+B 的公式。
物理量
Yb

b

Ya

a
靈敏度 A

偏移 B
0
例－1

Xa

Xb

輸入電壓

2 點校正
4-20mA 的傳送 感測器側輸出 4-20mA (1 - 5 V) 為 0 - 10 kg 的情況下轉換 1:1 → 0、轉換 2:5 → 10、單位 kg
2 點方式

例－2

增益校正
振動感測器

靈敏度 4.5 N = 1 V

感測器方式

增益：4.5，偏移：0，單位 N

230

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.5.波形反轉

10.5.

波形反轉

啟用波形反轉的通道會反轉測量值的正負，顯示波形和值。下列功能會以反轉的值處理。
Y-T 波形X-Y 波形FFT 分析
數位顯示
游標
快取縮圖
搜尋功能
觸發

10.5.1. 和刻度轉換同時使用
波形反轉反轉了測量值的正負，因此同時使用「10.4. 刻度轉換」的情況下，會以 Y=-AX+B 這個算式，求得物理量。因此，偏移不為 0 的情況下，波形反轉後的值和反轉波形反轉前的值的正負之值不同。
例

輸入電壓：5 V、增益：2、偏移：10
波形反轉 OFF

2 × 5 V + 10 = 20 V

波形反轉 ON-2 × 5 V + 10 = 0 V

測量值

波形反轉
處理

刻度
轉換處理

反轉的測量值

物理量

Tips
使用波形反轉，波形就會上下顛倒顯示，而透過刻度轉換，將增益變成-1，僅刻度值會上下顛倒顯示。
刻度值變成顛倒。

刻度轉換增益: -1

波形反轉: ON

波形變成顛倒。

1WMPD4004448D

231

10.資料 － 10.6.FFT 分析

10.6.

FFT 分析

10.6.1. 分析功能可進行「時間軸波形」「頻譜」等分析。

Tips
將工業量單位(Engineering Unit)設定為 0 dB。
(例)

測量電壓的情況下

1 V = 0 dB

測量 RMS 的情況下 1 Vrms = 0 dB

時間軸波形(1 訊號分析)
此為輸入訊號的時間區域波形。

線性頻譜(1 訊號分析)
線性頻譜的各頻率成分 G 定義為 G = R + jI（R：實數部分，I：虛數部分）。

透過輸入訊號的頻率區域波形，可了解各頻率成分的振幅和位相。
R、I 為乘以視窗函數峰值校正係數 k 所得的結果。

k=

N

∑

N −1

i =0

N：取樣點數，W(i)：視窗函數W (i )

實數部分

Lin-Rel虛數部分

Lin-Img

振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-Amp

位相

Phase

R
I

�(R2 + I 2 )20 × log�(R2 + I 2 )tan−1 (I/R)

RMS spectrum(1 訊號分析)
透過輸入訊號的頻率區域波形，可了解振幅（實效值）和位相。
R、I 為乘以視窗函數峰值校正係數 k 所得的結果。

k=

N

∑

N −1

i =0

N：取樣點數，W(i)：視窗函數W (i )

實數部分

Lin-Rel虛數部分

Lin-Img

振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-Amp

位相

Phase

R/√2
I/√2

�(R2 + I 2 )/√2

20 × log(�(R2 + I 2 )/√2)
tan−1 (I/R)

232

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.6.FFT 分析

功率譜(1 訊號分析)代表輸入訊號的能量（平方值），僅可了解振幅資訊。
R、I 為乘以視窗函數峰值校正係數 k 所得的結果。

Nk =  N −1
 ∑i =0 W (i ) 

2

N：取樣點數，W(i)：視窗函數

振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-AmpR2 + I 2

10 × log(R2 + I 2 )功率譜密度(1 訊號分析)
代表每單位頻率 ∆f 的功率譜。
R、I 為乘以視窗函數峰值校正係數 k 所得的結果。



N


k=
 N −1W (i )  ∑i =0

2

N：取樣點數，W(i)：視窗函數

振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-Amp(R2 + I 2 )/∆𝑓𝑓 × 𝑘𝑘1

10 × log((R2 + I 2 )/∆𝑓𝑓 × 𝑘𝑘1)

∆f = Fs/N、Fs：取樣點數、W(i)：視窗函數
k1：視窗函數 BW 校正係數Rectangular1

Hanning

0.666

Hamming0.731

交互功率頻譜（2 訊號分析）
交互功率頻譜是指求 2 個訊號間的能量。以基準訊號的線性頻譜 Gx 的共軛複數 Gx* ，和比較訊號的線
性頻譜 Gy 的乘積求得。
基準訊號的線性頻譜
比較訊號的線性頻譜
交互功率頻譜交互功率頻譜(實數部分)

Gx = Rx + jIx, Gx* = Rx – jIx
Gy = Ry + jIy

Gyx = Gy × Gx* = (Ry + jIy)(Rx – jIx) = Ryx + jIyx

Ryx = (RyRx + IyIx) × k

Iyx = (RxIy – RyIx) × k
另外，Ryx、Iyx 為乘以視窗函數峰值校正係數 k 所得的結果。
交互功率頻譜(虛數部分)N
k =  N −1
 ∑i =0 W (i ) 

2

實數部分

Lin-Rel虛數部分

Lin-Img

振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-Amp

位相Phase

1WMPD4004448D

N：取樣點數，W(i)：視窗函數Ryx
Iyx

�(Ryx 2 + Iyx 2 )10 × log (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 2 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 2 )tan−1 (Iyx/Ryx)233

10.資料 － 10.6.FFT 分析

轉移函數（2 訊號分析）轉移函數代表轉移系統的輸入和輸出的頻率特性。求出交互功率頻譜 Gyx 與輸入(基準)功率譜 Gxx 之比。
轉移函數 = Hyx = Gyx / Gxx
實數部分Lin-Rel虛數部分

Lin-Img

振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-Amp

位相

Phase

HRyx
HIyx

�𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 2

10 × log(HRyx 2 + HIyx 2 )tan−1 (HIyx/HRyx)

相干函數（2 訊號分析）
代表轉移系統的輸入訊號產生的能量與整體輸出能量之比。根據交互功率頻譜 Gyx 與輸入(基準)功率譜
Gxx、輸出(比較)的功率譜 Gyy 求出。
振幅

Lin-Amp

Note|𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺|2 /(Gxx × Gyy)

相干函數在 1 次測量中，所有頻率都為 1。請務必執行頻率軸的平均處理。

八音頻分析
可實現 1/1 八音頻或 1/3 八音頻的分析。本產品先求出功率譜，再加上各頻帶範圍內的資料求出。
振幅

Lin-Amp對數振幅

Log-Ampk1：視窗函數 BW 校正係數Rectangular1

Hanning

0.666

Hamming

0.731

Oct × k1

10×log(Oct × k1)

234

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.6.FFT 分析

10.6.2. 平均處理
即便設定了平均處理，若分析功能沒有有效設定，仍不會執行平均處理。依分析設定而定的平均的有效／
無效記載於記表中。
Y軸

分析
時間軸波形

線性頻譜

RMS spectrum

功率譜
功率譜密度

交互功率頻譜轉移函數相干函數
1/1 八音頻分析
1/3 八音頻分析

頻率軸

峰值

振幅

Linear

有效

無效

無效

實數部分

Lin-Rel

無效

無效

無效

虛數部分

Lin-Img

無效

無效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

位相

Phase

無效

無效

無效

實數部分

Lin-Rel

無效

無效

無效

虛數部分

Lin-Img

無效

無效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

位相

Phase

無效

無效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

實數部分

Lin-Rel

無效

無效

無效

虛數部分

Lin-Img

無效

無效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

位相

Phase

無效

無效

無效

實數部分

Lin-Rel

無效

無效

無效

虛數部分

Lin-Img

無效

無效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

位相

Phase

無效

無效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

無效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

振幅

Lin-Amp

無效

有效

有效

對數振幅

Log-Amp

無效

有效

有效

單純平均
使用以下公式對分析結果的各要素進行平均處理。
N

SN = (1/N) � YK
K=1

1WMPD4004448D

平均方式
時間軸

235

10.資料 － 10.6.FFT 分析

指數加權平均在對分析結果的頻率成分的平均化處理中，對平均化的各要素富裕指數函數權重並平均化。
(例)

加算次數 N = 3 時，
E1 = Y1

E2 = (1 - α)E1 + αY2

E3 = (1 - α)E2 + αY3
α：指數化加權平均常數

頻率軸峰值保持α=1/N

在各頻率成分中保持最大值。

10.6.3. 分析結果的單位
分析結果的單位如下所示。
X軸

單位
s
Hz

Y軸
LinearLin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Amp
Log-Amp
Lin-Amp
Log-Amp
Lin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Rel
Lin-Img
Lin-Amp
Log-AmpPhase
Lin-Amp
Lin-Amp
Log-Amp
Lin-Amp
Log-Amp

單位
eu
eu
eu
eu
db
deg
eu
eu
eu
db
deg
eu2
db
eu2/Hz
db
eu2
eu2
eu2
db
deg
(無單位)
(無單位)
(無單位)
db
deg
(無單位)
eu
db
eu
db

分析
時間軸波形
其他分析

時間
頻率
分析

時間軸波形

線性頻譜

RMS spectrum

功率譜
功率譜密度

交互功率頻譜轉移函數相干函數
1/1 八音頻分析
1/3 八音頻分析

振幅
實數部分
虛數部分
振幅
對數振幅
位相
實數部分
虛數部分
振幅
對數振幅
位相
振幅
對數振幅
振幅
對數振幅
實數部分
虛數部分
振幅
對數振幅
位相
實數部分
虛數部分
振幅
對數振幅
位相
振幅
振幅
對數振幅
振幅
對數振幅

236

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.7.使用 Web 瀏覽器，連接本產品

10.7.

使用 Web 瀏覽器，連接本產品

啟用 Web 伺服器功能，就能使用電腦的 Web 瀏覽器，遠程操作 RA3100、設定、瀏覽畫面等。

10.7.1. 電腦的系統要件
項目

內容Memory可用空間 1GB 以上

Display

解析度 1920×1080 以上

Web 瀏覽器

Microsoft Edge

版本 79.0.309.65 以上

10.7.2. 準備①

使用 LAN 纜線，連接 RA3100 和電腦。

②

進行 RA3100 的網路設定，能夠和電腦連結。

③

啟用 RA3100 的 Web 伺服器功能。

10.7.3. 連接方法
在電腦啟動 Web 瀏覽器，在網址列輸入｢http://｣和 RA3100 的 IP 位址。
例RA3100 的 IP 位址為｢192.168.0.1｣
連接 RA3100 完成之後，就會在 Web 瀏覽器顯示[遠程操作]畫面。

Tips
RA3100 的 Web 伺服器功能的驗證設定為 ON 的情況下，連接時輸入使用者名稱和密碼登入。只有分別和設定於 RA3100
者一致時，才能連接。

1WMPD4004448D

237

10.資料 － 10.7.使用 Web 瀏覽器，連接本產品

10.7.4. 遠程操作畫面
連接完成後，或者點選 遠程操作 按鈕時，會切換成[遠程操作]畫面。能夠遠程操作 RA3100、瀏覽畫面
等。
①
②
③

④
⑤

⑥

⑦
⑧
⑨

①

畫面儲存：

將 RA3100 畫面以圖片檔(PNG 格式)，儲存於電腦。

②

畫面更新速度：

設定 RA3100 畫面的更新速度。
從｢超高速｣、｢高速｣、｢正常｣、｢低速｣選擇。

③

主機資訊：

切換成[主機資訊]畫面。

④

遠程操作：

切換成[遠程操作]畫面。

⑤

RA3100 畫面：

顯示 RA3100 的畫面。
能夠在畫面上，透過操作滑鼠、操作鍵盤等，遠程操作 RA3100。請參閱｢10.7.6.
從 Web 瀏覽器的 RA3100 遠程操作方法｣。

⑥

TIME OUT 顯示：

HTTP 通訊發生異常的情況下顯示。

⑦

RA3100 名稱：顯示 RA3100 的主機名稱。

⑧

RA3100 狀態：

顯示 RA3100 的狀態(測量中、記錄期間等)。

⑨

RA3100 操作面板：

能夠進行 RA3100 的面板操作。
COARSE 鍵：旋鈕「正常模式」

FINE 鍵：旋鈕「微調模式」

PRINT(S) 鍵：

PRINT 鍵PRINT(L) 鍵：

長按 PRINT 鍵

TRIG

TRIG 鍵

鍵:

START

鍵:

START 鍵STOP

鍵:STOP 鍵Tips
能夠連接 RA3100 的電腦台數沒有限制，但若網路負荷大，更新畫面可能需要時間。畫面更新速度為超高速的情況下，最多 1 台；高速的情況下，最多 2 台；正常的情況下，最多 3 台；低速的情況下，最多 5台，敬請作為參考的連接台數。
238

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.7.使用 Web 瀏覽器，連接本產品

10.7.5. 主機資訊畫面
點選 主機資訊 按鈕時，切換成[主機資訊]畫面。
能夠確認 RA3100 的主機資訊、設定時間等。
①
②
③

④

①

時間同步：

將 RA3100 的時間，對準電腦的時間。
※ 可能產生誤差。

②

PC 時間：

顯示正在顯示 Web 瀏覽器的電腦的時間。

③

RA3100 時間：

顯示 RA3100 的時間。

④

RA3100 主機資訊：

顯示 RA3100 的序號、各版本資訊、模組配置等。

1WMPD4004448D

239

10.資料 － 10.7.使用 Web 瀏覽器，連接本產品

10.7.6. 從 Web 瀏覽器的 RA3100 遠程操作方法
能夠在 Web 瀏覽器上的 RA3100 畫面，透過操作滑鼠、操作鍵盤的｢Ctrl｣、｢Shift｣、｢Alt｣和滑鼠滾輪，
遠程操作 RA3100。
操作滑鼠和動作動作
操作畫面左點滑鼠，就能操作 RA3100 的畫面。
左點設定項目，外框顏色就會變成橙色，能夠透過操作滑鼠滾輪，變更設定值。
舉例來說，選擇「色彩」，就能變更顏色；選擇「顯示位置」，就能變更顯示寬度的比例

變更設定(滑鼠滾輪)數值。

右點設定項目，就會顯示對應設定項目的對話框。
選擇調色盤對話框
選擇設定值，就會反映設定，關閉對話框。沒有變更設定，要復原的情況下，點選對話框外。

變更設定(對話框)數值輸入對話框
透過操作畫面上的按鈕，或者操作鍵盤輸入，輸入數值。鍵盤輸入的情況下，按「Enter」鍵，就會反映設定值，關閉對話框。

變更波形的 X 軸
倍率
變更波形的 Y 軸
倍率
往波形的 X 軸方向
移動
往波形的 Y 軸方向
移動｢Ctrl｣鍵 + 往上滾動滑鼠滾輪：

放大倍率

往下滾動滑鼠滾輪：

縮小倍率｢Shift｣鍵 + 往上滾動滑鼠滾輪：

放大倍率｢Ctrl｣鍵 +｢Shift｣鍵 + 往下滾動滑鼠滾輪：

縮小倍率

往上滾動滑鼠滾輪：

往左移動

往下滾動滑鼠滾輪：

往右移動｢Alt｣鍵 + 往上滾動滑鼠滾輪：

往上移動｢Alt｣鍵 + 往下滾動滑鼠滾輪：

往下移動

透過操作滑鼠滾輪，能夠移動指定的游標線。

移動游標往上滾動滑鼠滾輪：

往左移動

往下滾動滑鼠滾輪：

往右移動

能夠直接拖動游標 A 或 B 標記移動。

微調操作滑鼠滾輪，同時按｢z｣鍵，就能縮小(微調)更新的單步。
例

透過微調，放大波形 X 軸：｢z｣鍵 + ｢Ctrl｣鍵 + 往上滾動滑鼠滾輪

240

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.7.使用 Web 瀏覽器，連接本產品

10.7.7. 切換 Web 瀏覽器的顯示語言[遠程操作]畫面、[主機資訊]畫面的顯示語言會依 Web 瀏覽器設定的語言，自動切換。支援語言為日語、
英文、韓文、繁體中文，非支援語言為英文標記。

Tips
RA3100 的畫面以主機設定的語言顯示。

1WMPD4004448D

241

10.資料 － 10.8.透過 FTP 下載本產品的資料

10.8.

透過 FTP 下載本產品的資料

啟用 FTP 伺服器功能，使用 FTP 用戶端軟體，就能下載記錄資料、圖片資料、設定資料。

10.8.1. 準備① 使用 LAN 纜線，連接 RA3100 和電腦。
② 進行 RA3100 的網路設定，能夠和電腦連接。
③ 啟用 RA3100 的 FTP 伺服器功能。

10.8.2. 下載方法
舉使用 Windows10 的檔案總管的情況為例說明。
① 在電腦啟動檔案總管，於位址欄輸入｢ftp://｣和 RA3100 的 IP 位址。
例RA3100 的 IP 位址為｢192.168.0.1｣

Tips驗證為啟用的情況下，會顯示登入畫面。請輸入在驗證設定中設定的使用者名稱和密碼登入。

② 拖曳想要下載的檔案和資料夾至下載目的地。

Tips
Env 資料夾內有設定資料；Record 資料夾內有記錄資料；ScreenShot 資料夾內有圖片資料。
Record 資料夾內可能存在準備記錄的資料夾和檔案。
檔案的更新時間在客戶端可能偏差顯示。
能夠連接 FTP 伺服器的客戶為最多 8 台。

242

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.9.資料傳輸

10.9.

資料傳輸

啟用資料傳輸功能，就會按照傳輸週期，將「10.9.2 取樣資料」從 RA3100 傳輸至 LAN 連接的 PC。

10.9.1. 步驟① 使用 LAN 纜線，連接 RA3100 和 PC。
② 進行 RA3100 的網路設定，能夠和 PC 連接。
③ 啟用 RA3100 的資料傳輸功能。
④ 從 PC 透過 TCP 或 UDP，連接 RA3100。
⑤ RA3100 和 PC 連接後，按照[傳輸模式]的設定，開始傳輸取樣資料。
始終：RA3100 和 PC 的連接確立，就會開始傳輸取樣資料。

記錄中：記錄中傳輸取樣資料。

手動：依使用者的指示，開始和停止傳輸。在主機畫面，以[資料傳輸]的[手動控制]進行；在通訊
指令，以「E29：手動控制資料傳輸」進行。
連接埠編號請參閱「使用網路連接埠編號清單」。

Note
資料傳輸中，進行 RA3100 的操作，資料傳輸可能暫停。

1WMPD4004448D

243

10.資料 － 10.9.資料傳輸10.9.2. 取樣資料取樣資料表示 1 次取樣部分的多個通道的測量資料。

10.9.2.1.

資料格式取樣資料為二進位格式(小端序)。資料格式如下。
4Byte

可變長度

2Byte

時間戳記

測量資料區塊

測量狀態

名稱

型

資料長度

備註

時

無符號

4Byte

表示相對時間。啟用資料傳輸，就會變成 0。[傳輸資料]為單發的

戳

32 位元

情況下，每筆取樣資料加算 1。連續的情況下，每次取樣加算 1。

整數值

因此，使用抽取，就會變成間斷的值。
能夠在【資料傳輸】的[時間戳記]，變更 ON/OFF。

按照測量資

資料

料而有所不

量]ON 的通道數量而定，資料長度會改變。

區塊同詳情請參閱「10.9.3 測量資料區塊」
。

測量

無符號

狀態

可變長度

1 次取樣的[測量]ON 的通道的測量資料。依取樣的資料格式和[測

測量

2Byte

按照位元，以 0/1 表示 RA3100 的狀態和 RA30-112 遠程控制模

16 位元組的輸入訊號等

整數值

Bit0

：

觸發

表示產生觸發

Bit1

：

標記

表示產生標記

Bit2

：

送紙

表示輸入 RA30-112 FEED IN 訊

Bit3

：

列印

號。
表示輸入 RA30-112 PRINT IN 訊
號。
Bit4

：

記錄中

Bit5～Bit15

244

表示記錄中
系統預約

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.9.資料傳輸10.9.3. 測量資料區塊
測量資料區塊是 1 次取樣的[測量]ON 的通道的測量資料的集合。

10.9.3.1.

測量資料

測量資料是 1 個為 2Byte 的二進位資料。測量資料分成模擬輸入模組等模擬通道資料和邏輯模組的邏輯通道資料。此外，測量資料的格式依資料格式而有所改變。
資料格式請參閱「10.2. 取樣的資料格式」。
模擬通道資料：
模擬輸入模組的測量資料，以有符號 2Byte 的 AD 計數值(整數值)表示。
資料格式為 NORMAL 取樣的情況下，為 1 個測量資料。
2Byte
AD 計數值
P-P 取樣的情況下，為 AD 計數值的最小值(Min)和最大值(Max)這 2 個測量資料。
2Byte

2Byte

AD 計數值(Min)AD 計數值(Max)若要將 AD 計數值轉換成物理量，請參閱「10.12. 將 AD 計數值轉換成物理量」。

邏輯通道資料：邏輯模組的值以 1 個位元表示 1 個訊號，2Byte 的測量資料具有 CHA 和 CHB 的測量值。CHA 或 CHB
其中一方的[測量]為 ON，具有兩個通道的測量值。
訊號的排列是 Bit0 為 CHA-CH1、CHA-CH2・・・，Bit15 為 CHB-CH8。
資料格式為 NORMAL 取樣的情況下，為 16ch 的 0/1(Level)。
2Byte
Level
CHB

CHA

CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 CH8 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1
Bit15

Bit0

P-P 取樣的情況下，具有 2 種測量資料，表示按照取樣週期的 0/1(Level)和取樣週期的期間內發生 0/1 變化的旗標(Flag)。
2Byte

2Byte

Level

Flag

CHB
CH8
Bit15

1WMPD4004448D

CHA
CH1 CH8CHB
CH1 CH8
Bit0 Bit15

245

CHA
CH1 CH8CH1
Bit0

10.資料 － 10.9.資料傳輸10.9.3.2.

測量資料的排列和資料長度

測量資料的排列和資料長度依取樣的資料格式和通道的測量而有所改變。
以下列的模組配置為例。
例

RA3100 以下列配置，安裝模組
插槽

插槽

通道

標記

測量

1

RA30-101

CH1

S1-CH1

ON

CH2

S1-CH2ON

CH1

S2-CH1OFF

CH2

S2-CH2ON

CHA

S3-CHAON

CHB

S3-CHB

OFF

---

---

---

2

RA30-101

3

RA30-1054～9

未安裝

資料格式為 NORMAL 取樣：[測量]ON 的通道的測量資料從頭依序排列。邏輯通道資料的 CHA 或 CHB 其中一方的[測量]為 ON，具有CHA 和 CHB 雙方的值。
2Byte

2Byte

2Byte

S1-CH1

S1-CH2

S2-CH22Byte
S3-CHA

S3-CHB

資料長度以下列公式求得。
資料長度(Byte) ＝ 模擬通道的測量數 × 2(Byte) ＋ 邏輯模組的測量數※ × 2(Byte)※邏輯模組的 1 個測量資料，具有 CHA、CHB 的值，因此以插槽單位處理。
配置例的資料長度如下。
3(通道) × 2(Byte) ＋ 1(插槽) × 2(Byte) ＝ 8(Byte)
資料格式為 P-P 取樣：[測量]ON 的通道的測量資料從頭依序排列。模擬通道資料按照最小值(Min)、最大值(Max)的順序排列。
邏輯通道資料按照 Level、Flag 的順序排列，CHA 或 CHB 其中一方的測量為 ON，具有 CHA 和 CHB 雙
方的值。
2Byte

2Byte

2Byte

2Byte

2Byte

2Byte

S1-CH1 Min

S1-CH1 Max

S1-CH2 Min

S1-CH2 Max

S2-CH2 Min

S2-CH2 Max

2Byte

2Byte

S3-CHA-CHB Level

S3-CHA-CHB Flag

資料長度以下列公式求得。
資料長度(Byte) ＝ 模擬通道的測量數 × 2(Byte) × 2＋ 邏輯模組的測量數※ × 2(Byte) × 2※邏輯模組的 1 個測量資料，具有 CHA、CHB 的值，因此以插槽單位處理。
配置例的資料長度如下。
3(通道) × 2(Byte) × 2 ＋ 1(插槽) × 2(Byte) × 2 ＝ 16(Byte)

246

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.10.遠程控制

10.10. 遠程控制
使用遠程控制模組(RA30-112)，說明從外部機器遠程控制本產品的時間點。針腳配置等的詳情，請參閱
「9.10. 遠程控制模組(RA30-112)」。

10.10.1. 開始/停止記錄
輸入低階訊號至遠程控制模組的「START/STOP IN」，就會開始記錄。
但依本產品的狀態而定，即使輸入低階訊號，也可能不會開始記錄，或者不會馬上開始記錄，而是於本產品的處理結束後才開始記錄。
不會開始記錄
本產品在「啟動中」狀態下，輸入低階訊號的情況下，不會開始記錄。
例：「啟動中」，輸入低階訊號至 START/STOP IN
輸入訊號START/STOP IN

H
L
電源 ON
START

RA3100 的狀態※

STOP

①

START

②

STOP
③

④

②

記錄資料
※

RA3100 的狀態表示①啟動中 ②測量中

③記錄中④記錄儲存中。

處理結束後才開始記錄
本產品在「記錄儲存中」、「列印中」、「列印停止中」狀態下，輸入低階訊號至 START/STOP IN 的情況
下，處理結束後才開始記錄。
例：於「記錄停止中」，輸入低階訊號至 START/STOP IN
輸入訊號START/STOP IN

H
L
START

RA3100 的狀態※①

STOP START②③

RA3100 的狀態表示①測量中 ②記錄中

③記錄儲存中。

記錄資料
※

1WMPD4004448D

247

STOP
②

③

①

10.資料 － 10.10.遠程控制

10.10.2. 開始/停止筆式記錄
輸入低階訊號至遠程控制模組的「PRINT IN」，就會開始筆式記錄。但依本產品的狀態而定，即使輸入低階訊號，也可能不會開始筆式記錄，或者不會馬上開始筆式記錄，而是於本產品的處理結束後才開始筆式
記錄。
不會開始筆式記錄
本產品在「啟動中」、「記錄中」、「記錄儲存中」狀態下，輸入低階訊號的情況下，不會開始筆式記錄。
例：於「啟動中」，輸入低階訊號至 PRINT IN
輸入訊號PRINT IN

H
L
電源 ON
START

RA3100 的狀態※

①

START

②

STOP
③

④

②

(沒有記錄)

記錄紙
※

STOP

RA3100 的狀態表示①啟動中 ②測量中③列印中④列印停止中。

處理結束後才開始筆式記錄
本產品在「列印中」、「列印停止中」狀態下，輸入低階訊號至 PRINT IN 的情況下，處理結束後才開始記
錄。
例：於「列印停止中」，輸入低階訊號至 PRINT IN
輸入訊號PRINT IN

H
L
START

RA3100 的狀態※①

STOP START②③

RA3100 的狀態表示①測量中 ②列印中③列印停止中。

STOP
②

③

①

記錄紙
※

248

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.10.遠程控制

10.10.3. 開始/停止送紙
輸入低階訊號至遠程控制模組的「FEED IN」，就會開始送紙(空白送記錄紙)。但依本產品的狀態而定，
即使輸入低階訊號，也可能不會開始送紙，或者不會馬上開始送紙，而是於本產品的處理結束後才開始送紙。
不會開始送紙本產品在「啟動中」狀態下，輸入低階訊號的情況下，不會開始送紙。
例：於「啟動中」，輸入低階訊號至 FEED IN
輸入訊號
FEED IN

H
L
電源 ON
START

RA3100 的狀態※

①

START

②

RA3100 的狀態表示①啟動中 ②測量中

STOP
③

②

(空白送紙)(沒有空白送紙)

記錄紙
※

STOP

③送紙中。

處理結束後才開始送紙
本產品在「記錄儲存中※」、「列印停止中」狀態下，輸入低階訊號至 FEED IN 的情況下，處理結束後才開始送紙。
※

實時波形列印為 ON。

例：於「記錄儲存中」，輸入低階訊號至 FEED IN

START/STOP IN
或 PRINT IN

H
L

FEED IN

H
L
START

RA3100 的狀態※①

STOP START②③

RA3100 的狀態表示①測量中 ②記錄中或列印中1WMPD4004448D④(空白送紙)

記錄紙
※

STOP

249

③記錄儲存中或列印停止中④送紙中。

①

10.資料 － 10.11.AD 計數值和測量值的關係

10.11. AD 計數值和測量值的關係
將模擬輸入模組的測量值進行 A/D 轉換的值，稱為｢AD 計數值｣。
AD 計數值為有符號 16 位元的整數值。
AD 計數值

A/D
轉換處理

輸入值

(-32000 ～ +32000)

基本上，按照下列算式算出。
測量值 =例

AD 計數值
32000

測量值

測量對象
轉換處理

(-500V ～ +500V 等)

測量值
+500 Vx 測量量程0V-500 V

RA30-101・500 V 量程時，-32000AD 計數值為+12800 的情況下，
測量值 = (+12800/32000)× 500 [V] = +200 [V]0+32000AD 計數值
AD 計數值和測量值的關係

各模組・測量對象的測量值的算式如下表。
模組

測量對象

AD 計數值

算式

RA30-101

電壓

-32000 ～ +32000

RA30-102電壓

-32000 ～ +32000

RA30-103電壓

-32000 ～ +32000

RA30-104

電壓

-32000 ～ +32000

RA30-106
RA30-107

熱電偶
白金 RTD
DC
RMS

測量值 =

-32000 ～ +32000

AD 計數值
32000

x 測量量程-32000 ～ +32000

週期
頻率
轉速

-32000 ～ +32000 測量值 =AD 計數值 + 32000
64000

x 測量量程脈衝寬度
工作週期-32000 ～ +32000 測量值 =測量值 =RA30-108

電源頻率-32000 ～ +32000

AD 計數值 + 32000
64000
AD 計數值
32000

x100 [%]

x 偏差 + 測量量程

※ 偏差 = 20 (測量量程 50 Hz､ 60 Hz 時)
40 (測量量程 400 Hz 時)-32000 ～ +32000 測量值 =脈衝計數

-32000 ～ +8000 測量值 = AD 計數值 + 32000

脈衝積分-32000 ～ +18000 測量值 = (AD 計數值 + 32000)x

電壓-32000 ～ +32000

加速度RA30-109AD 計數值

頻率偏差

速度-32000 ～ +32000

測量值 =

64000

AD 計數值
32000

x100 [%]

測量量程
50000

x 測量量程位移RA30-113

電壓

-32000 ～ +32000

250

1WMPD4004448D

10.資料 － 10.12.將 AD 計數值轉換成物理量

10.12. 將 AD 計數值轉換成物理量
為了將 AD 計數值轉換成物理量，使用下列公式。
(公式)
物理量(單位) ＝ AD 計數 × 增益 ＋ 偏移單位、增益、偏移能夠透過通訊指令「I09：讀取物理量算出係數」或記錄資訊 XML 檔案的<ToPhysical>
標籤獲得。
項目

例

說明

取得目地的
I09 指令XML 檔案<ToPhysical>

增益乘上 AD 計數的值A1：增益<Gain>偏移

加上 AD 計數的值A2：偏移<Offset>單位

物理量的單位

A3：單位

<Unit>

AD 計數為 12800、I09 的響應如下增益

：

1.5625E-02

偏移

：

0E+00

單位

：

V

物理量 ＝ 12800 × 1.5625E-02 ＋ 0E+00 ＝ 200[V]1WMPD4004448D

251

11.保養 維護 － 11.1.記錄紙 印表機記錄資料的管理／處理

11. 保養·維護
本產品為精密設備，因此除本公司及本公司指定的服務人員外，請勿打開主機外殼。
本章中說明產品的保養、維護相關事宜。

11.1.

記錄紙·印表機記錄資料的管理／處理

11.1.1. 記錄紙的更換與記錄紙餘量監視
請使用本公司指定的記錄紙。若使用指定以外的記錄紙，不但會導致無法記錄，還可能導致列印用的熱敏頭使用壽命縮短等。
記錄紙餘量變少時，記錄紙上會出現紅色列印。此外，監視器的側邊選單會顯示記錄紙餘量監視(PAPER)。請以上述為標準，更換記錄紙。
更換方法請參閱「2.1.3. 記錄紙的安裝」。
記錄紙餘量監視器的動作＜記錄紙更換後＞

＜使用中＞

＜無餘量＞

更換記錄紙時，請重設記錄紙餘量監視。長按側邊選單的PAPER(記錄紙餘量監視)，就會顯示重設用對話框。
使用 30 米捲紙(YPS-106、YPS-108)的情況下，點觸
況下，點觸

200 米重設 ，點觸關閉

30 米重設 ，使用 200 米折疊紙(YPS-112)的情

則會結束。

30 米重設200 米重設

11.1.2. 記錄紙的保管
記錄前之記錄紙的保管
請避免儲存於高溫、高濕環境下。長時間置於高溫環境下，白色質地可能發生變色，敬請注意。
儲存時，沒有包裝的情況下，請裝入塑膠袋；出廠包裝的情況下，請以該狀態儲存於溫度 25 °C 以下、
濕度 70 %RH 以下的陰暗處。
請勿長時間照射光線。長時間照射光線，白色質地可能變色，因此在戶外測量、儲存於戶外，請充分注
意。

252

1WMPD4004448D

11.保養 維護 － 11.2.記錄資料備份記錄後的記錄紙的保管
記錄的資料可能因高溫、高濕、光照而褪色、白色質地部分變色，因此請避免儲存於高溫、高濕環境下，
以及長時間照射日光及強光。
長時間儲存使用過的記錄紙的情況下，請歸檔儲存於溫度 25 °C 以下、濕度 70 %RH 以下的陰暗處。使用檔案夾儲存時，請使用不含有可塑劑的型號（聚乙烯、聚丙烯等材質）。
若記錄紙接觸到以下材料、產品，可能出現列印面變色或褪色、發色效果變差等情況，對品質造成不良影響。
氯乙烯產品、有機化合物、粘膠帶、橡皮擦、橡膠墊、魔術筆、簽字筆、塗改液、碳、重氮感光紙、護手
霜、頭髮定型劑、化妝品、錢包等皮革製品等
顯色的記錄資料即使磨擦或被水沾濕，亦不會消失。但是，若用力擦拭，記錄紙會因摩擦熱量而顯色，因此請注意避免摩擦記錄資料部分。

11.1.3. 印表機部的錯誤
印表機部監視以下 3 個項目的狀態，進行記錄的控制。記錄
印表機錯誤

期間發生任一錯誤時，將在監視器上顯示錯誤，並結束記
錄。
有無記錄紙
鎖定印表機蓋打開沒有

熱敏列印頭的溫度Note
若長時間連續進行印表機記錄，可能會出現熱敏列印頭溫度
上升而發生錯誤的情況。請對設置場所、列印密度、記錄速

印表機錯誤對話框

度等加以考量，避免發生錯誤。

11.2.

記錄資料備份

本產品測量的資料記錄於內建 SSD。若對 SSD 的記錄資料疏於維護，會導致

SSD 的剩餘容量不足而無法進行測量，因此請定期對 SSD 進行維護(資料備份或刪除)。
監視器的側邊選單會顯示 SSD 餘量監視(SSD)，亦可以此為參考進行維護。
記錄資料的備份方法及從 SSD 刪除的方法，請參閱「8.4.1. 檔案管理」的｢記錄」。

＜SSD 剩餘容量＞
內建 SSD 的剩餘容量在指示器上顯示。
維護的步驟
步驟 1.

以匯出功能將要備份的記錄資料，複製至外部媒體。

步驟 2.

刪除不需要的記錄資料。

1WMPD4004448D

253

11.保養 維護 － 11.3.顯示器的清掃

11.2.1. 內建 SSD 的錯誤
記錄用裝置的內建 SSD 的壽命依重寫次數而大不相同。
此 SSD 的健全性可在[維護]畫面的

SSD

的｢剩餘壽命｣、｢運行狀況｣中確認。
剩餘壽命接近 0 %時，請委託本公司營業所或代理商更換。

11.3.

顯示器的清掃顯示器表面髒污時，請用乾燥柔軟的布擦拭，或是用紗布蘸取乙醇輕輕擦拭。

11.4.

熱敏列印頭的清掃、壽命11.4.1. 清掃
若長時間進行記錄，本產品的熱敏列印頭上可能會附著塵埃、列印殘渣等。髒污會導致列印不清晰、畫質
下降等，因此這種情況下請按以下步驟進行清掃。
步驟 1.

向上拉起印表機部的開合桿，打開印表機蓋。

步驟 2.

印表機部內上方會看見熱敏列印頭。發熱體位於距離熱敏列印頭前端 4.4 mm 的線上。清掃此線部
位。

步驟 3.

請用棉花棒或紗布蘸取乙醇，輕輕擦拭。記錄紙沾到乙醇會顯色，因此建議從儲存部卸下熱敏列印
頭後進行作業。

步驟 4.

請在熱敏列印頭乾燥後，再安裝記錄紙使用。

開合桿
熱敏列印頭(金色部分)
壓紙滾軸11.4.2. 壽命
熱敏列印頭的耐磨損性為約 30 km(記錄紙 YPS106 約 1000 卷的量)，以列印脈衝數計算，約 30,000,000 脈衝。若在之後繼續使用，可能無法維持品質。這種情況下需要更換熱敏列印頭(有償)。更換時請聯絡本公司營
業所或代理商。(卷末)11.5.

壓紙滾軸的保養若壓紙滾軸上附著雜物或灰塵等，可能會損傷熱敏列印頭，或列印不清晰畫質低下等情況，因此這種情況
下，請用紗布蘸取乙醇，在確保不損傷壓紙滾軸的情況下輕輕擦拭去除。

254

1WMPD4004448D

11.保養 維護 － 11.6.停電

11.6.

停電

若在記錄期間發生停電、電源線脫落等，可能會對內建 SSD 造成損傷，無法存取 SSD 的情況。建議使

用 UPS 等無停電電源作為電源。

11.7.

電池的更換

內建時鐘的備份用電池壽命約為 10 年(在 23 °C 環境下)。若每次接通電源時都會出現時鐘重設的現象，

則很可能是此電池的原因，需要更換電池。
更換時請聯絡本公司營業所或代理商。(卷末)

11.8.

風扇的更換

若內建風扇出現故障而停止，設備內部的溫度會上升，還可能損傷設備內的其他裝置。風扇的狀態可在[維護]畫面的 風扇 中確認。
若顯示錯誤，請委託本公司營業所或代理點修理。

11.9.

廢棄本產品時的注意事項

丟棄本產品時，請注意下列內容。

警告
本產品使用鈕扣型鋰電池(一次電池)，作為備份用電池。
丟棄本產品時，請告知本公司營業處或代理店。(卷末)丟棄本產品時，請遵從丟棄的國家／地區的法令丟棄。

1WMPD4004448D

255

11.保養 維護 － 11.10.故障排除與檢查11.10. 故障排除與檢查

即使進行異常時的應對方法，亦無法正常動作時和需要修理等的情況下，請實施輸出 OS info report 檔案「8.4.2. 維護」的⑥之後，聯絡巻末記載的本公司營業所或代理商。
症狀

可能的原因

處置方法

電源線未切實插入到連接器中。

請正確連接電源線，然後開啟電源開關。
本產品使用的 AC 電源輸入部保險絲位於主機

電源無法接通。
畫面上不顯示任何內保險絲熔斷。

內，因此使用者無法更換。若保險絲熔斷，請聯

容。

絡本公司。
畫面自動關閉。

觸摸任意按鍵便可顯示畫面。

執行記錄中。

請按操作面板的停止鍵，中止測量後再進行操

即使按觸控面板或操開始 LED 處於亮燈狀態。

作。

作面板鍵也不動作。

SCREEN LOCK 或 KEY LOCK 為 請將側面的 SCREEN LOCK 或 KEY LOCK 設定
為 OFF。
ON。

不實施印表機記錄。

沒有記錄紙。

請放入記錄紙。

印表機蓋打開。

請關閉印表機蓋。

熱敏列印頭異常高溫。

請在 0 ～ 40 °C 的場所使用主機。請勿連續進行
塗黑列印。

記錄設定的實時波形列印處於關閉 請將記錄設定的實時波形列印設定為 ON，並啟

不會進行記錄。
無法重播記憶體記
錄。

狀態。

動記錄。

SSD 無剩餘容量。

請刪除不需要的記錄資料。

記錄資料超過 1000 筆。

請刪除不需要的記錄資料。

沒有觸發，記憶體資料未儲存。

使用操作面板的 TRIG 鍵手動產生觸發。

記錄模式為觸發啟動或時間啟動。 請將啟動觸發設定為關閉。
START 鍵後處於外部取樣記錄狀態。
仍不開始記錄。

若不向遠端端子輸入脈衝訊號便不會開始記錄，按下

無法將資料儲存至指因此請輸入訊號後再按啟動鍵。

沒有放入記錄紙。

請放入記錄紙。

KEY LOCK 為 ON。

請將側面的 KEY LOCK 設定為 OFF。

媒體未格式化。

請實施格式化。

媒體的剩餘容量不足。

請刪除不需要的檔案或使用新的媒體。

媒體處於禁止寫入狀態。

請解除媒體的禁止寫入設定。

媒體的格式不正確。

請以 FAT16/FAT32/NTFS/exFAT，進行格式化。

媒體損壞。

請使用其他媒體。

無法識別為卸除式媒體的裝置。

請使用其他媒體。

通訊參數的設定不對。

請將位址通訊參數設定一致。

KEY LOCK 為 ON。

請將側面的 KEY LOCK 設定為 OFF。

主機軟體無法檢測開關操作。

請長按 電源

定的媒體中。

不識別媒體。

無法透過通訊介面進
行設定、運行控制。

即使按

電源

開

關，也不會關機。

256

開關，直到電源變成 OFF 為止。

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.1.普通規格

12. 規格12.1.

普通規格12.1.1. 主機基本規格
項目

規格

輸入部

模組插槽數量

記錄裝置

記錄功能

取樣速度

模擬輸入

9 個插槽
最多 36 通道邏輯輸入最多 144 通道

內建 SSD

256 GB

內建記憶體

4 GB

內建印表機

216 mm 熱敏印表機

SSD 記錄
記憶體記錄

直接記錄至內建 SSD

印表機記錄

將輸入訊號直接記錄至印表機

將高速現象記錄至記憶體

SSD 記錄
記憶體記錄

1 MS/s～ 10 S/min

20 MS/s～ 10 S/min

印表機記錄

1 kS/s (100 mm/s)～ 10 S/min (1 mm/min)

取樣準確度±10 ppm (max)

印表機部

熱敏印表機

在整個使用溫度範圍內。

記錄寬度216 mm記錄速度

100 mm/s ～ 1 mm/min

送紙速度±2 %以內（25 °C、65 %RH）
捲紙
219 mm x 30 m
(YPS-106、YPS-108)記錄紙

219 mm x 200 m

折疊紙

顯示部

12.1 型 XGA TFT 色彩 LCD（1024 x 768 點）
附帶靜電容式觸控面板（支援 2 點多點觸控）

操作部

操作面板按鍵鎖定功能
介面

1WMPD4004448D

1、2、5 系列

(YPS-112)

POWER 電源開啟／關閉
記錄開始
START
STOP

記錄結束

TRIG

強制觸發

旋鈕

印表機記錄開始／畫面複製
PRINT
測量量程、波形位置等的變更

KEY LOCK

操作面板按鍵鎖定

SCREEN LOCK

觸控面板

鎖定

LAN、USB、SD、COM、DVI-D
詳細訊息請參閱「12.2.10. 介面規格」

257

12.規格 － 12.1.普通規格

12.1.2. 普通規格
項目

規格

電源

額定電源電壓
電源電壓變動允許範圍

AC 100 ～ 240 V
AC 90 ～ 264 V

電源頻率變動允許範圍

50/60 Hz47 ～ 63 Hz

耐壓

電源 － 外殼間絕緣阻抗

電源 － 外殼間1500 VAC 1 分鐘
500 VDC 時 100 MΩ 以上

消耗功率

印表機記錄時300 VA（最大列印狀態）

記錄停止時

80 VA

待機時

5 VA（電源線連接、

額定電源頻率

POWER
電源保險絲
使用場所

室內、污染度 2

暖機時間

60 分鐘以上

運行環境溫度內建（不可更換）※1、高度 2000 m 以下
0 ～
35 ～

40 °C

-20 ～
20 ～

60 °C
85 %RH（無凝結水滴）

振動頻率

10 ～

55 Hz

振動等級

20.0 m/s2、3 個軸各 20 個週期

濕度
儲存環境

溫度
濕度

耐振動性

OFF）

85 %RH（無凝結水滴）

正弦波振動

無序振動
振動頻率
加速度 rms 值

5 ～ 500 Hz
X､Y 軸 6.5 m/s2、Z 軸 10.2 m/s2

備份電池壽命約 10 年（環境溫度 23 °C 時），用於時鐘的備份

適用規格

安全規格

各 1 小時EN61010-1

過電壓類別Ⅱ (CATⅡ) ※2

EN61010-2-30

測量類別 ※3
依照安裝的模組規格

EMC

EN61326-1 Class A

外形尺寸

約 394(W) × 334(H) × 199(D) mm ※突起部除外质量

9.5 kg 以下（僅主機）

保修時間

1年

※1 污染度為周圍環境中可能存在的污染的等級。
污染度 1： 沒有污染，或是僅存在乾燥的非導電性污染，沒有污染影響的狀態。
污染度 2： 僅存在非導電性污染，有時可能因凝結水珠而臨時變為導電性的狀態。
污染度 3： 存在導電性污染，或是存在雖然目前是乾燥的非導電性，但預測會因為凝結水珠而變為導電性的污染的狀態。
污染度 4： 存在導電性塵埃、因雨水或其他潮濕狀態而變為持續導電性的狀態。
※2 過電壓類別（設置類別）規定了電氣設備可承受的來自 AC 電源的過渡過電壓（脈衝電壓）的程度。過電壓類別Ⅱ（CATⅡ）適用於從建築物的配電箱等的佈線供電的設備。

258

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.1.普通規格※3 測量類別為依據有意連接試驗及測量線路的主電源線路的種類進行的試驗及測量線路的分類，因本產品中安裝的模組而有所差異。請在符合模組規格的測量類別內使用。
測量類別Ⅱ：

適用於直接連接在低電壓主電源供應系統的使用點（插座及類似處）的試驗及測量線路。

測量類別Ⅲ：

適用於連接在建築物的低電壓主電源供應系統的配電部分的試驗及測量線路。

測量類別Ⅳ：

適用於連接在建築物的低電壓主電源供應系統的供電源的試驗及測量線路。

無類別(O)：

適用於沒有直接連接在主電源的線路的測量。

配電箱

從配電箱直接供電的設備

從插座供電的

不直接連接至設備

主電源的設備

CATⅡ

O

插座
CATⅣ
O

CATⅢ

： 沒有直接連接在主電源的其他線路

CATⅡ ： 測量類別Ⅱ
CATⅢ ： 測量類別Ⅲ
CATⅣ ： 測量類別Ⅳ

1WMPD4004448D

259

12.規格 － 12.2.功能規格

12.2.

功能規格

12.2.1. 測量功能
項目

規格

測量模式

R&D 模式
MFG 模式記錄模式

記錄模式如下。

研究開發者專用
製造業專用

① 正常② 開始時間③ 啟動觸發
④ 間隔(N 次)※1⑤ 開始時間 + 啟動觸發
⑥ 啟動觸發 + 間隔(N 次)※1⑦ 開始時間 + 間隔(N 次)※1⑧ 開始時間 + 啟動觸發+間隔(N 次)※1⑨ 窗框記錄
記錄裝置

可同時進行向 SSD、記憶體、印表機記錄、向記錄裝置記錄。

顯示格式

Y-T 波形X-Y 波形FFT 波形數字資料取樣速度各記錄裝置有所不同。

最大記錄時間100 天最大記錄保持筆數

1000 筆縱軸顯示振幅，橫軸顯示時間的 Y-T 波形
X 軸(橫軸)、Y 軸(縱軸)上指定任意模擬輸入通道的最大 4 組
的 X-Y 波形。
最大 2 ch 的 FFT 分析波形
以數值顯示資料※1 間隔時間的設定範圍：「記錄時間 +1 分鐘」～ 「1 天」

12.2.2. SSD 記錄
項目

規格

功能

直接將輸入資料記錄在內建 SSD 中。

記錄裝置內建 SSD

256 GB通道數量

模擬

36 ch (max)

資料格式

邏輯

144 ch (max)NORMAL 資料

以設定取樣速度取樣資料，並記錄。

P-P 資料記錄在設定取樣速度(週期)期間內以 20 MS/s 取樣的資料的峰值 2 點(max/min)。

取樣速度

1 MS/s ～ 10 S/min

P-P 資料時為 500 kS/s (max)，
設定速度為 1、2、5 系列

外部取樣

同步 CLOCK：250 kHz 以下

※1

資訊資料

記錄本產品版本、模組配置、各通道設定、資料格式、記錄時間等記錄資料相關的資訊。

記錄資料

記錄輸入資料、活動資訊（觸發資訊、標記）。

窗框記錄記錄在記錄停止時的記錄時間中指定的最後資料。
不可與記憶體記錄、印表機記錄同時使用。

260

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.2.功能規格
項目

規格

重播處理

Y-T 波形

具備透過捏合/伸展進行縮小、放大的功能、透過撥動變更顯
示位置功能。

FFT 分析
X-Y 波形記錄資料為 NORMAL 時，可進行 FFT 分析功能處理。
記錄資料為 NORMAL 時，可進行 X-Y 處理，取樣 1 kS/s 以下。

※1 安裝遠端控制模組（選配）時有效。

12.2.3. 記憶體記錄
項目

規格

功能

高速取樣並記錄至內建記憶體。

記錄裝置

內建記憶體
記錄區塊數

2 GW ※1
分割為 1 ～ 200

任意區塊（記憶體分割數）點數每 1 ch 能夠記錄於記錄區塊的資料數
2 kW ～ 2 GW（在 1-2-5 步驟選擇）ch 數×點數×區塊數 ≦ 2 GW

通道數量

模擬

36 ch (max)、20 MS/s 時 18 ch

邏輯

144 ch (max)資料格式

NORMAL 資料

取樣速度

20 MS/s ～ 10 S/min

資訊資料

記錄本產品版本、模組配置、各通道設定、資料格式、記錄時間等記錄資料相關的資訊。

記錄資料

記錄輸入資料、觸發資訊。

重播處理Y-T 波形

設定速度為 1、2、5 系列

具備透過捏合／伸展進行縮小、放大的功能、透過撥動變
更顯示位置功能。

※1 W(Word)指資料數。1 W = 2 Bytes

12.2.4. 印表機記錄
項目

規格

功能

將輸入訊號記錄於記錄紙。

記錄驅動

內建印表機

熱敏印表機

印表機記錄

144 ch可同時向 SSD 記錄的模擬、邏輯合計

通道數

48 ch

具有可同時向記錄紙列印的模擬、邏輯合計通道數、透過頁面設定選擇向記錄紙列印用的通道，
可透過重播功能進行全通道列印

資料格式

P-P 資料記錄速度

100 mm/s ～ 1 mm/min
外部取樣 ※1

1、2、5 系列、
同步時鐘：500 Hz (50 mm/s) 以下
0.1 mm/脈衝

記錄解像度

波形振幅方向8 點/mm

時間軸方向

100 S/div
20 點/mm

100 mm/s

40 點/mm
80 點/mm

50 mm/s 、外部取樣 ※1
20 mm/s 以下

列印解析度※1 安裝遠端控制模組（選配）時有效
1WMPD4004448D

261

12.規格 － 12.2.功能規格12.2.5. 觸發功能【基本觸發功能】
項目

規格

觸發功能

啟動觸發

記錄運行的開始觸發

記憶體觸發

記憶體記錄用觸發

觸發種類

模擬輸入訊號 ※2
等級觸發

模擬訊號橫跨設定界限時(上升、下降)的觸發

窗框觸發

窗框內：

模擬訊號進入上下限值範圍時的觸發窗框外：

模擬訊號超出上下限值範圍時的觸發

邏輯輸入訊號 ※2
位元模式觸發

觸發濾波器邏輯訊號的判定位元模式的觸發強制觸發

按下操作面板的觸發鍵時

外部觸發 ※1

外部觸發輸入訊號變為活躍時 ※1

觸發檢測後，指定期間觸發條件持續成立時產生觸發的功能（確保不會因噪聲等而產生觸發的功能）
濾波器時間

0 ～ 100 s※1 安裝遠端控制模組（選配）時有效※2 模擬輸入、邏輯輸入產生的觸發（來自輸入通道的觸發）稱為通道觸發。

【啟動觸發】
項目規格觸發源

通道觸發、強制觸發、外部觸發

通道觸發

指定通道數

1 ch

【記憶體觸發】
項目

規格

觸發源

通道觸發、強制觸發、外部觸發

通道觸發

指定通道數

可設定 18 ch

262

AND/OR

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.2.功能規格12.2.6. 波形監視器功能
項目

規格

顯示畫面

測量

顯示輸入訊號的狀態波形

重播

重播顯示記憶體、SSD、印表機記錄的資料

波形種類

Y-T 波形、X-Y 波形、FFT 波形
可對任意的模擬訊號及邏輯訊號進行波形顯示
Y-T 波形可顯示 48 ch/頁面的訊號

X-Y 波形FFT 波形可顯示最多 4 組的 X-Y 波形
可顯示最多 2 ch 的 FFT 分析結果

Y-T 波形顯示顯示寬度

20 div × 20 div
時間軸（T 軸）
振幅軸（Y 軸）顯示區域

1 div = 100 樣本
1 div = 1/10 RANGE（顯示範圍 100 %時）
指定顯示位置、顯示範圍、顯示最大、顯示最小頁面

可對波形畫面（顯示 CH 設定）3 畫面管理圖表數

1 ～ 18

顯示功能數值顯示輸入訊號的數值顯示刻度

振幅軸的刻度顯示

格線

波形區域的格線顯示

觸發／標記檢測到的觸發／標記的顯示

游標

顯示 2 個游標顯示游標位置的訊號資訊（位置和數值）、游標間的差值資訊、
游標間的最大、最小、平均TRIG.SYNC

筆位置

顯示訊號的振幅位置零點位置顯示訊號的零點位置時間顯示在顯示區域下方顯示時間

捏合／伸展

顯示波形的縮小／放大和觸發同步，更新記憶體記錄的波形
觸發點為波形監視器的中央

1WMPD4004448D

263

12.規格 － 12.2.功能規格12.2.7. X-Y 波形
項目

規格

選擇資料

SSD 記錄資料

資料格式：NORMAL 資料

X-Y 軸

X 軸通道：
Y 軸通道：

任意模擬通道
任意模擬通道可設定 4 個波形取樣速度

1 kS/s (max)顯示格式

1 畫面／4 畫面
1 畫面

選擇

4 畫面

在 1 畫面中重疊顯示 4 組 X-Y 波形
在 4 畫面中分別顯示獨立的 X-Y 波形

筆向上

中斷測量

可實現單個波形逐一／所有波形批次筆向上

筆向下

重新開始測量可實現單個波形逐一／所有波形批次筆向下

清除

清除顯示波形可實現單個波形逐一／所有波形批次清除圖形更新重新描畫 Y-T 波形的游標 AB 間的 X-Y 波形。

顯示功能

點／線段

用點或用線段描畫 X-Y 波形

刻度
格線

X 軸、Y 軸的輸入訊號刻度顯示波形區域的格線顯示

筆位置

顯示輸入訊號的位置零點位置顯示訊號的零點位置

捏合／伸展

顯示波形的放大／縮小

12.2.8. FFT 分析
項目

規格

選擇資料

SSD 記錄資料

取樣點數

設定分析取樣點數：從 1000、2000、5000、10000 點數中選擇

頻率範圍

500 kHz (max)、頻率範圍按取樣速度的 1/2 倍算出

選擇分析範圍

透過 2 個游標間來選擇分析範圍。

視窗函數應對使用視窗函數的振幅校正。Hanning、Hamming、Rectangular分析處理

資料格式：NORMAL 資料

時間軸波形、線性頻譜、RMS 線性頻譜、功率譜、功率譜密度、1/1 八音頻分析、
1/3 八音頻分析、交互功率頻譜、轉移函數、相干函數

分析數

2

顯示格式

1 畫面／2 畫面X 軸刻度

時間、現行頻率、對數頻率、1/1 八音頻、1/3 八音頻

Y 軸刻度

振幅、線性實部、線性虛部、線性振幅、對數振幅、位相

手動刻度

手動設定 X 軸、Y 軸的顯示區域

平均處理

時間軸單純平均、頻率軸單純平均、頻率軸指數加權平均、頻率軸峰值保持、無平均加算次數

1 ～ 10峰值顯示從分析結果中提取 10 個極大值或最大值。

游標每個分析顯示 2 個游標，顯示各游標的 X 值與 Y 值。

捏合／伸展

對 FFT 分析結果進行捏合(縮小)／伸展(放大)。

264

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.2.功能規格12.2.9. 設定·記錄管理
項目

規格

設定
記錄設定

記錄名稱

9 種記錄模式顯示與選擇。
記錄名稱、自動編號。

記錄時間

可進行 1 次的記錄時間設定、根據 SSD 剩餘容量設定最大時間。

開始時間

設定記錄開始時間

間隔時間

設定間隔時間與記錄次數

印表機記錄

測量時的印表機記錄 ON/OFF、頁面選擇、記錄模式

測量期間的實時波形列印的 ON/OFF。
SSD 記錄

設定測量時的 SSD 記錄 ON/OFF。

記憶體記錄

設定測量時的記憶體記錄 ON/OFF、記錄區塊數、點數、覆寫模式、
前置觸發。

快取縮圖
共同

設定顯示於監控器的快取縮圖之通道及顯示的壓縮率 1/10 ～1/100。
本產品中安裝的輸入模組與模組中設定的共同設定項目的清單顯示與設定。
顯示項目:
顯示及設定項目:

通道清單

轉換

頁面

頁面

印表機

記錄設定其他

各輸入模組類型清單
圖形SHEET1 ～SHEET3列印
文字設定

CH 編號、模組類型。
通道名稱、測量、色彩、顯示位置、顯示範圍、
顯示最大、顯示最小。

安裝的模擬輸入模組的物理換算清單。
顯示及設定項目:轉換方式（2 點／增益）、轉換值（轉換 1、轉
換 2）、單位。
通道登錄至頁面及圖形、波形顯示、波形反轉的清單顯示和設定。
顯示及設定項目： 頁面、圖形、波形顯示、波形反轉
模組固有的設定項目清單的顯示與設定各項目均可單獨設定、批次設定。
Y―T 波形的分割數相關的設定和預覽圖形。
通道登錄至頁面 1 ～ 3 和已登錄的通道清單
印表機列印時，同時進行的頁眉、註記、頁腳、格線、日期、記錄名稱、
時間軸、記錄速度的列印設定
頁眉、註記、頁腳列印用文字的輸入與文字的匯入／匯出 文字為全形文字
60 字(送紙方向)x 86 行(波形振幅方向)

送紙速度

設定使用者指定的送紙速度。可進行 6 種速度設定｡

X 軸註記

設定波形畫面的 X 軸刻度標籤。可從 3 種設定。

記錄資訊 XML

設定是否將記錄資訊的 XML 格式檔案，輸出至記錄資料。

文件輸出

環境

電腦名稱

以 15 文字以內設定主機的名稱。名稱用於記錄資料以及網路上的識別。

語言

繁體中文

時區

設定時區（地區的標準時間）
。

日期和時間

設定現在的日期和時間。

螢幕亮度

設定 LCD 顯示器的亮度。

嗶聲設定發生超過測量量程蜂鳴器的 ON/OFF。

1WMPD4004448D

265

12.規格 － 12.2.功能規格項目

顯示

主機設定其他

檔案管理

規格
格線

設定波形畫面的格線顯示的 ON/OFF。

觸發線

設定波形畫面的觸發線顯示的 ON/OFF。

標記線

設定波形畫面的標記線顯示的 ON/OFF。

検索結果線

設定顯示波形畫面的搜尋結果線的 ON/OFF。

追蹤游標

設定游標移動至波形監視器外時，是否追隨游標。

TRIG 鍵設定按下操作面板的 TRIG 鍵時的動作。

記錄可清單顯示、刪除、還原記錄設定、匯入/匯出記錄於本產品的記錄資料。

圖片可清單顯示、刪除、匯出記錄於本產品的圖片資料。

設定

可清單顯示、刪除、還原設定、匯入/匯出記錄於本產品的設定資料。

12.2.10. 介面規格
項目

規格

LAN

適用規格

IEEE802.3（1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T）

連接器

RJ-45

埠數

1

適用規格

USB3.0連接器

Type-A

埠數

2

適用規格
連接器

SD 規格（支援 SD/SDHC/SDXC）
SD 記憶卡插槽

USB

SD

COM

DVI-D

埠數

1

適用規格

EIA-574連接器

D-Sub9

埠數

1

適用規格

DVI-D（不支援雙連接）

連接器

DVI-D

埠數

1

266

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.2.功能規格12.2.11. 通訊
12.2.11.1.

COM

項目

規格

RS-232C

傳送速率300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200、230400、460800 bps

12.2.11.2.

資料位元

8 bit

停止位元

1、2 bit奇偶校驗None、Odd、Even、Mark、Space

流量控制

None、XON/XOFF、Hardware (CTS/RTS)

功能

通訊指令

LAN

項目

規格

網路

Web 伺服器

FTP 伺服器

資料傳輸

連接方式

IPv4

功能

通訊指令、Web 伺服器、FTP 伺服器、資料傳輸

HTTP

可透 Web 瀏覽器，進行 RA3100 的畫面和鍵操作。

驗證

透過使用者名稱和密碼，限制登入存取限制從 Web 瀏覽器，限制 RA3100 的操作

畫面更新速度Web 瀏覽器的 RA3100 畫面的更新速度

儲存畫面將 RA3100 的畫面，以 PNG 格式儲存於 PC

同步時間將 RA3100 的日期時間，和 PC 同步傳輸檔案傳輸記錄、圖片、設定資料的檔案驗證

透過使用者名稱和密碼，限制登入

存取限制

唯讀

最多連接台數

8台

資料傳輸

將測量資料，實時傳輸至 PC ※1

傳輸週期

100ms

傳輸條件

始終、和記錄連動、透過手動操作傳輸

傳輸協議

TCP、UDP

傳輸資料

單發：最新的 1 個取樣資料
連續：和取樣速度同步的測量資料

抽取

1/1 ～ 1/1000 ※2

最多連接台數

1台※1 僅 MFG 模式※2 僅連續傳輸資料

12.2.11.3.

使用網路連接埠編號清單

連接埠編號

協議

function

備註

20

TCP

FTP server

傳輸檔案用

21

TCP

FTP server

控制用

80

TCP

Web server (HTTP server)

3000

TCP

通訊指令

3100

TCP or UDP

資料傳輸

1WMPD4004448D

267

12.規格 － 12.2.功能規格12.2.12. 其他設定（維護·歷程記錄·版本管理）項目

規格

SSD 檢查

SSD 的剩餘壽命、運行狀況確認、寫入測試

風扇檢查顯示內部空冷風扇的狀態

LCD 檢查

LCD 畫面檢查、畫素不良檢查

亮度檢查

LCD 背光的亮度控制檢查

印表機

從印表機列印測試模板。
印表機的狀態確認：系統、馬達、列印頭溫度、印表機蓋、記錄紙

蜂鳴器

控制蜂鳴器的 ON/OFF、蜂鳴器的檢查

面板按鍵

按下面板按鍵，檢查是否正常運行

面板按鍵 LED

ON/OFF 面板按鍵 LED，檢查 LED 是否正常運行

設定初始化

將本產品的設定還原到工廠出貨時的設定。

歷程記錄顯示顯示本產品過去的 100 件歷程記錄。

版本管理顯示本產品的序列號、版本、各模組的版本資訊

268

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.

模組規格

12.3.1. 2ch 電壓模組（RA30-101）
項目規格

輸入通道數量

2 ch

輸入連接器

絕緣型 BNC

輸入格式

不平衡輸入(絕緣：CH 間、各 CH-筐體間)

輸入耦合

AC／DC／GND

輸入介面

1 MΩ ±1 %

測量量程 (RANGE)

100､ 200､ 500 mV
1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V (測量範圍為±RANGE)

測量準確度±0.3 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 耦合､ L.P.F. 3 Hz､ 執行調零後)溫度係數±(400 ppm of RANGE)/°C

頻率特性

DC 耦合
AC 耦合

低通濾波器

過濾頻率

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ OFF (-1.6 dB ±1 dB)(L.P.F.)特性

2 次貝色函數抗混疊濾波器過濾頻率

20､ 40､ 80､ 200､ 400､ 800､ 2 k､ 4 k､ 8 k､ 20 k､ 40
kHz､ OFF､ 過濾頻率設定為 SSD 記錄的取樣速度 0.4 倍。

DC ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F.､ A.A.F. OFF 時)
0.3 Hz ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F.､ A.A.F. OFF 時)(A.A.F.)

200 kS/s 以上，A.A.F.變成 OFF。
採用過濾頻率的 1.5 倍，為-66 dB 以下

衰減量
輸入換算噪聲

1 mVp-p max(0.1 V 量程、輸入短路)

A/D 轉換A/D 解析度
取樣率

16 bit
1 MS/s

同相模式去除比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大允許輸入電壓±500 V peak對地間最大額定電壓

300 V (DC + AC peak)耐壓AC 3 kV, 1 分鐘 (CH 間、各 CH-筐體間)

使用環境

溫度： 0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

CATⅡ

269

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.2. 4ch 電壓模組（RA30-102）
項目

規格

輸入通道數量

4 ch

輸入連接器

絕緣型 BNC

輸入格式

不平衡輸入(絕緣：CH 間、各 CH-筐體間)

輸入耦合

DC／GND

輸入介面

1 MΩ ±1 %

測量量程 (RANGE)

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200 V (測量範圍為±RANGE)

測量準確度±0.2 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 耦合､ L.P.F. 3 Hz､ 執行調零後)溫度係數±(400 ppm of RANGE)/°C

頻率特性

DC 耦合

DC ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

低通濾波器

過濾頻率

(L.P.F.)

特性

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ OFF (-1.6 dB ±1 dB)
2 次貝色函數形

輸入換算噪聲

5 mVp-p max (1 V 量程、輸入短路)

A/D 轉換A/D 解析度
取樣率

同相模式去除比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大允許輸入電壓±200 V peak對地間最大額定電壓

300 V (DC + AC peak)耐壓AC 3 kV, 1 分鐘 (CH 間、各 CH-筐體間)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

16 bit
1 MS/sCATⅡ

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

270

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.3. 2ch 高速電壓模組（RA30-103）
項目

規格

輸入通道數量

2 ch

輸入連接器

絕緣型 BNC

輸入格式

不平衡輸入(絕緣：CH 間、各 CH-筐體間)

輸入耦合

AC／DC／GND

輸入介面

1 MΩ ±1 %

測量量程 (RANGE)

100､ 200､ 500 mV
1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V (測量範圍為±RANGE)

測量準確度±0.5 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 耦合、L.P.F. 5 Hz､ 執行調零後)溫度係數±(500 ppm of RANGE)/°C

頻率特性

DC 耦合
AC 耦合

DC ～ 5 MHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)
6 Hz ～ 5 MHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

低通濾波器 (L.P.F.)

過濾頻率

5 Hz､ 50 Hz､ 500 kHz､ OFF (-3 dB ±1 dB)

輸入換算噪聲

2 mVp-p max (0.1 V 量程、輸入短路)

A/D 轉換A/D 解析度
取樣率

14 bit20 MS/s

同相模式去除比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大允許輸入電壓±500 V peak對地間最大額定電壓

300 V (DC + AC peak)耐壓AC 3 kV, 1 分鐘 (CH 間、各 CH-筐體間)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

CATⅡ

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)271

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.4. 2ch AC 應變模組（RA30-104）
項目

規格

輸入通道數量

2 CH

輸入連接器

NDIS4109：EPRC07-R9FNDIS

輸入格式

平衡差動輸入(絕緣：CH 間、各 CH-筐體間)

適應電橋阻抗120 Ω～350 Ω應變係數

2.00 固定

電橋電源

0.5、2 Vrms 正弦波 5 kHz

平衡調整範圍

阻抗部分±2 % (10000(μm/m=με))以內

電容部分

2000 pF 以內

平衡調整精度±0.3 % of RANGE 以內溫度係數±(400ppm of RANGE) / °C

測量量程 (RANGE)

電橋電源 2 Vrms 時

500、1000、2000、5000、10000、20000 μm/m=με

電橋電源 0.5 Vrms 時

2000、4000、8000、20000、40000、80000 μm/m=με

非直線性±0.1% of RANGE 以內

頻率特性

DC～2 kHz ±10 %以內

低通濾波器 (L.P.F.)

過濾頻率

OFF、10 Hz、30 Hz、100 Hz、300 Hz (-3 dB ±1 dB)特性

2 階巴特沃斯濾波器

內部校正器±1～9999(μm/m=με)
精度 ±0.5% of RANGE 以內 (在 23 °C ±5 °C)

輸入換算噪聲

5 (μm/m=με)p-p max(500(μm/m=με)量程、BV = 2Vrms、120Ω 電橋時)

A/D 轉換A/D 解析度

16 bit取樣率

100 kS/s

自動平衡功能取消應變片電橋的不平衡部分

簡易電橋檢查

檢測電橋附近的短路，以及部分電橋附近和纜線的斷線對地間最大額定電壓

100 V (DC + AC peak)耐電壓AC300V，1 分鐘 (CH 間、各 CH-筐體間)

使用環境

溫度： 0 ～ +40 °C、濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

儲存環境

溫度：-20 ～ +60 °C、濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g

適用規格

安全性

EN 61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN 61326-1､ Class A

272

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.5. 16ch 邏輯模組（RA30-105）
項目

規格

輸入通道數量16 ch

I/O 連接器

8 ch x 2 連接埠

輸入格式

單輸入、輸入共模共同(非絕緣)、輸入訊號-筐體間絕緣
0 ～ 24 V

輸入範圍

1.4 V (High 等級 1.8V 以上,Low 等級 1.0V 以下)
電壓檢測

2.5 V (High 等級 3.0V 以上,Low 等級 2.0V 以下)界限值

4 V (High 等級 4.6V 以上,Low 等級 3.4V 以下)
輸入介面

1 MΩ ±1 %界限值

5kΩ (打開 5.0kΩ 以上 , 關閉 1.5kΩ 以下)

2kΩ (打開 2.0kΩ 以上 , 關閉 250Ω 以下)接點檢測9kΩ (打開 9.0kΩ 以上 , 關閉 3.0kΩ 以下)
0.5 mA (typ) @負載阻值 0 ～ 18 kΩ

負載電流
可響應脈衝

2 μs 以上

取樣率

1MS/s

最大允許輸入電壓DC 30 V對地間最大額定電壓

42 V(DC+ADpeak)耐壓AC 300 V､ 1 分鐘(各 CH-筐體間)

選配用電源輸出+5 V (±5%)
0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 250 g

適用規格

安全性

EN61010-1

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

273

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.6. 2ch 溫度模組（RA30-106）
項目

規格

輸入通道數量

2 ch

輸入連接器

可拆卸式插座(前端面板)
溫度感測器連接用連接器 適用線材：0.2SQ ～ 1.5SQ (AWG24 ～ AWG16)

輸入格式

不平衡輸入(絕緣：CH 間、各 CH-筐體間)

輸入介面

5 MΩ 以上

適用感測器

熱電偶類型

K､ E､ J､ T､ N､ R､ S､ B､ C

鉑測溫電阻(RTD)

Pt100､ Pt1000

A/D 解析度
資料更新率

16 bit
高速 (1.5 ms)､ 正常速度 (100 ms)､ 低速 (1 s)

A/D 轉換(JIS C1602:2015)(JIS C1604:2013)

熱電偶
基準接點補償方式

內部／外部切換式

內部接點補償溫度

±1 °C (23 °C ±5 °C) ±1.5 °C (全溫度範圍)斷線檢測可 ON/OFF 切換

測量量程

類型

測量量程

測量範圍 (°C)(RANGE)
測量準確度

K200 °C
600 °C-200 ～-200 ～

1370 °C-200 ～ 1370

200 °C
600 °C-200 ～-200 ～

1000 °C-200 ～ 1000

200 °C
400 °C-200 ～-200 ～

400

1100 °C-200 ～

1100

100 °C100

200 °C-100 ～-200 ～

400 °C-200 ～

400

200 °C

200

E

J

T

N

R

200

200

200 ～ 0 °C､ ±(0.1% of RANGE +2 °C)
0 ～ 1000 °C､ ±(0.1% of RANGE +1 °C)
200 ～ 0 °C､ ±(0.1% of RANGE +2 °C)
0 ～ 1100 °C､ ±(0.1% of RANGE +1 °C)
200 ～ 0 °C､ ±(0.1% of RANGE +2 °C)
0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +1 °C)-200 ～ 1300

200 °C0 ～200
0 ～ 1000
0 ～ 1760

0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +3.5 °C)
400 ～ 1760 °C､ ±(0.1% of RANGE +3 °C)

0 ～200
0 ～ 1000
0 ～ 1700

0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +3.5 °C)
400 ～ 1700 °C､ ±(0.1% of RANGE +3 °C)

400 ～
600
400 ～ 1000
400 ～ 1800

400 ～ 1800 °C､ ±(0.1% of RANGE +3 °C)

0 ～600
0 ～ 1200
0 ～ 2300

0 ～ 400 °C､ ±(0.1% of RANGE +3.5 °C)
400 ～ 2300 °C､ ±(0.1% of RANGE +3 °C)

200 °C
1700 °C
600 °C
1000 °C
1800 °C
600 °C
1200 °C
2300 °C溫度係數

600

600 °C

1000 °C

C

200

1300 °C

1760 °C

B

600

200 ～ 0 °C､ ±(0.1% of RANGE +2 °C)
0 ～ 1370 °C､ ±(0.1% of RANGE +1 °C)-200 ～-200 ～

1000 °C
S

200

測量準確度

600

200 ～ 0 °C､ ±(0.1% of RANGE +2 °C)
0 ～ 1300 °C､ ±(0.1% of RANGE +1 °C)(測量準確度×0.1)/°C

274

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格
項目

規格

測溫電阻 (RTD)
測量方式

3 線式

測量電流

0.5 mA､ 1 mA 切換 (Pt100 時)
0.1 mA 固定 (Pt1000 時)

測量量程

類型

(RANGE)
測量準確度

Pt100

測量量程

測量範圍 (°C)

200 °C-200 ～

200

400 °C-200 ～-200 ～

400
200

400 °C-200 ～-200 ～

850 °C-200 ～

850

850 °C
Pt1000溫度係數
同相模式去除比
最大允許輸入電壓

200 °C

測量準確度-200 ～ 850 °C､ ±(0.1% of RANGE +0.5 °C)

850
400

(測量準確度×0.1)/°C
50/60 Hz訊號源阻值 100 Ω 以下

100 dB (資料更新：低速、正常速度)
80 dB (資料更新：高速)30 Vpeak對地間最大額定電壓 300 V (DC + AC peak)耐壓AC 3 kV, 1 分鐘 (CH 間、各 CH-筐體間)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)275

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.7. 2ch 高電壓模組（RA30-107）
項目

規格

輸入通道數量

2 CH

輸入連接器

安全香蕉端子

輸入格式

平衡差動輸入 (絕緣：CH 間、各 CH－筐體間)

輸入耦合

AC／DC／GND

測量模式

DC 模式（測量電壓）／ RMS 模式（測量實效值）

輸入介面

4 MΩ ±1 %響應時間（RMS 模

高速

100 ms ±10 %以內

式）

中速

250 ms ±10 %以內

低速1000 ms ±10 %以內

※1 上述皆為 上升 0 % → 90 % of RANGE、下降 100 % → 10 % of RANGE 時
測量量程（RANGE） DC 模式：

2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000 V(測量範圍為 ±RANGE)

RMS 模式：2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000 Vrms

波峰因數：

2（2 ～ 500 Vrms 量程時）、1.4（1000 Vrms 量程時）

(測量範圍為 RANGE ※2)1000 Vrms 時，測量範圍為最大 700 Vrms

※2
測量準確度

DC 模式：±0.3 % of RANGE (DC 耦合､ L.P.F. 3 Hz)

RMS 模式：DC 耦合±0.3 % of RANGE

AC 耦合±0.5 % of RANGE (10 Hz ～ 1 kHz、正弦波輸入、響應低速時)±0.5 % of RANGE (40 Hz ～ 1 kHz、正弦波輸入、響應中速時)±0.5 % of RANGE (100 Hz ～ 1 kHz、正弦波輸入、響應高速時)±1.5 % of RANGE (1 kHz ～ 10 kHz、正弦波輸入)※3

上述皆為 23 °C ±5 °C、執行調零後溫度係數±(300 ppm of RANGE)/°C

頻率特性

DC 耦合

DC

AC 耦合

1 Hz ～ 100 kHz (-3 dB ～ +1 dB)(DC 模式、L.P.F. OFF 時)～ 100 kHz (-3 dB ～ +1 dB)(DC 模式、L.P.F. OFF 時)

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ 30 kHz､ OFF（-1.6 dB ±1 dB）

低通濾波器（L.P.F.） 過濾頻率

2 次貝色函數特性
輸入換算噪聲

20 mVp-p max (2 V 量程、輸入短路)

A/D 轉換A/D 解析度

16 bit取樣率

1 MS/s

同相模式去除比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大允許輸入電壓±1000 V peak對地間最大額定電壓 1000 V (DC + AC peak)

CATⅡ

600 V (DC + AC peak)

CATⅢ

耐電壓

AC 3 kV､ 1 分鐘 (CH 間、各 CH－筐體間)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

276

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.8. 2ch 頻率模組（RA30-108）
項目

規格

輸入通道數量2 CH

測量通道數量4 CH

CH1：測量模式、CH3：CH1 輸入電壓CH2：測量模式、CH4：CH2 輸入電壓輸入連接器

絕緣型 BNC

輸入格式

不平衡輸入 (絕緣：CH 間、各 CH－筐體間)

輸入耦合

AC／DC／GND

輸入介面

1 MΩ ±1 %

測量模式

週期、頻率、轉速、脈衝寬度、工作週期、電源頻率、頻率偏差、脈衝計數、脈衝積
分

輸入電壓

測量量程
(RANGE)

週期模式

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V

測量準確度±3 % of RANGE (23 ±5 °C､ DC 耦合､ L.P.F. 300 Hz)

可測量範圍

±1､ ±2､ ±5､ ±10､ ±20､ ±50､ ±100､ ±200､ ±500 V

測量量程

1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 ms(RANGE)1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100 s

測量準確度±0.5 % rdg (1 ms RANGE)±0.3 % rdg (2 ms RANGE)±0.1 % rdg (5 ms RANGE)±0.05 % rdg (10 ms ～ 100 s RANGE)

頻率模式

可測量範圍

5 μs ～ 100 s

測量量程2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 Hz(RANGE)1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200 kHz

測量準確度±0.5 % rdg (200 kHz RANGE)±0.3 % rdg (100 kHz RANGE)±0.1 % rdg (50 kHz RANGE)±0.05 % rdg (2 Hz ～ 20 kHz RANGE)

轉速模式

脈衝寬度模式可測量範圍

0 ～ 200 kHz

測量量程10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000､ 2000､ 5000､ 10000､(RANGE)

20000 rpm､ 50000 rpm､ 100､ 200､ 500､ 1000 krpm

測量準確度±0.05 % rdg

可測量範圍

0 ～ 1000 krpm

測量量程1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 ms(RANGE)1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100 s

測量準確度±0.25 % rdg (1 ms RANGE)±0.15 % rdg (2 ms RANGE)±0.05 % rdg (5 ms ～ 100 s RANGE)

可測量範圍

1WMPD4004448D

2.5 μs ～ 100 s (最小脈衝寬度 2.5 μs)

277

12.規格 － 12.3.模組規格項目

規格

工作週期模式

測量量程(RANGE)
測量準確度

100 % (20 Hz)､ 100 % (200 Hz)､ 100 % (2 kHz)､ 100 % (20 kHz)
±0.25 % (1 kHz) ～ ±5 % (20 kHz) of 100 % (20 kHz) RANGE※±5 % × 輸入頻率/20 kHz±0.05 % (100 Hz) ～ ±1 % (2 kHz) of 100 % (2 kHz) RANGE※±1 % × 輸入頻率/2 kHz±0.05 % (10 Hz) ～ ±1 % (200 Hz) of 100 % (200 Hz) RANGE※±1 % × 輸入頻率/200 Hz±0.05 % (1 Hz) ～ ±1 % (20 Hz) of 100 % (20 Hz) RANGE※ ±1 % × 輸入頻率/20 Hz
可測量
工作週期範圍
可測量

0 ～ 100 %1 kHz ～ 20 kHz：
100 % (20 kHz) RANGE (最小脈衝寬度 2.5 μs)

頻率範圍

100 Hz ～ 2 kHz：
100 % (2 kHz) RANGE (最小脈衝寬度 5 μs)
10 Hz ～ 200 Hz：
100 % (200 Hz) RANGE (最小脈衝寬度 50 μs)
1 Hz ～ 20 Hz：
100 % (20 Hz) RANGE (最小脈衝寬度 500 μs)
電源頻率模式

測量量程

50 Hz (30 ～ 70 Hz)(RANGE)

60 Hz (40 ～ 80 Hz)
400 Hz (360 ～ 440 Hz)

測量準確度±0.002 % rdg (50 Hz RANGE)±0.003 % rdg (60 Hz RANGE)±0.005 % rdg (400 Hz RANGE)

頻率偏差模式

測量量程(RANGE)±50 % (中心頻率範圍 6.6 Hz ～ 13.2 kHz)

測量準確度

±0.05 % rdg

可測量範圍

3.3 Hz ～ 19800 Hz

脈衝計數

測量量程

40000

模式

(RANGE)※

測量準確度±0.003 % rdg

可測量範圍

16.6666 mHz ～ 200 kHz (最小脈衝寬度 2.5 μs)

測量量程50､ 100､ 200､ 500 k

脈衝積分模式

閘時間 200､ 500 ms､ 1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 30､ 60 s

(RANGE)1､ 2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500､ 1000､ 2000 M

測量準確度±0.002 % rdg

可測量範圍

5 mHz ～ 200 kHz (最小脈衝寬度 2.5 μs)

278

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格
項目

規格

界限

電壓範圍

1 V RANGE：-0.4 ～+0.4 V 可變 (0.01 V/Step)

2 V RANGE：-0.8 ～+0.8 V 可變 (0.02 V/Step)

5 V RANGE：-2～+2 V 可變 (0.05 V/Step)

10 V RANGE：-4～+4 V 可變 (0.1 V/Step)

20 V RANGE：-8～+8 V 可變 (0.2 V/Step)

50 V RANGE：-20～ +20 V 可變 (0.5 V/Step)

100 V RANGE：-40～ +40 V 可變 (1 V/Step)

200 V RANGE：-80～ +80 V 可變 (2 V/Step)

500 V RANGE： -200

～ +200 V 可變 (5 V/Step)

1 ～ 10 % of RANGE (1 %/Step)

遲滯
低通濾波器

過濾頻率

300 Hz､ 3 kHz､ 30 kHz､ OFF（-1.6 dB ±1 dB）（L.P.F.）特性

2 次貝色函數A/D 轉換A/D 解析度

12 bit取樣率

1 MS/s

響應速度

OFF、1 ～ 1000 ms (1 ms/Step)

減速停止處理功能脈衝輸入中斷的情況下，即時演算減速狀態，
階段性地將測量值變成 0 或 OVER RANGE。
因應週期模式、頻率模式、轉速模式、脈衝寬度模式、工作週期模式、電源頻率模式、頻率偏差模式的測量時。

脈衝/迴轉

脈衝/迴轉：1 ～ 100
指定每迴轉的脈衝數。可在轉速模式設定。

脈衝極性

選擇脈衝的 Positive、Negative。
可在脈衝寬度模式、工作週期模式、脈衝計數模式、脈衝積分模式設定。

自動重設積分

自動重設脈衝積分模式的測量資料。

(Auto reset)

在開始記錄(Start)及量程上限(Over)，重設計數。
可選擇 OFF、Start、Over、Start & Over。

手動重設積分
(Reset)脈衝平均處理功能手動重設脈衝積分模式的測量資料。
脈衝平均數：2 ～ 4096
可在週期模式、頻率模式、轉速模式、脈衝寬度模式、工作週期模式、電源頻率模式、頻率偏差模式設定。

平滑化處理功能

OFF、2 ～ 100
可在週期模式、頻率模式、轉速模式、脈衝寬度模式、工作週期模式、電源頻率模式、頻率偏差模式設定。

最大允許輸入電壓±500 Vpeak

對地間最大額定電壓 300 V (DC + AC peak)

CATⅡ

耐電壓

AC 3 kV､ 1 分鐘 (CH 間、各 CH－筐體間)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)279

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.9. 2ch 加速度模組（RA30-109）
項目

規格

輸入通道數量

2 CH

輸入連接器

BNC（金屬）輸入格式

不平衡輸入 (絕緣：CH 間、各 CH－筐體間)

測量模式

OFF、加速度、速度、位移感測器供給電源

4.2 mA ±5 %、22.5 V ±5 %

測量量程

※

(RANGE)

下列皆為使用前置放大器內建感測器時。使用電荷輸出型加速度感測器時，
將｢充電轉換器增益×電荷輸出型加速度感測器靈敏度」，作為感測器靈敏度。
測量範圍依感測器靈敏度而有所不同。

加速度

1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 m/s2
1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50 km/s2
感測器靈敏度
0.100 ～

500 m/s2 ～50 km/s2

0.251 ～

0.500 mV/(m/s2)

200 m/s2 ～20 km/s2

0.501 ～

1.000 mV/(m/s2)

100 m/s2 ～10 km/s2

1.001 ～

2.500 mV/(m/s2)

50 m/s2～

5 km/s2

2.501 ～

5.000 mV/(m/s2)

20 m/s2 ～2 km/s2

5.001 ～ 10.000 mV/(m/s2)

10 m/s2 ～1 km/s2

10.001 ～ 25.000 mV/(m/s2)

5 m/s2 ～500 m/s2

2 m/s2～200 m/s2

1 m/s2 ～100 m/s2

25.001 ～50.000 mV/(m/s2)

50.001 ～ 100.000 mV/(m/s2)
速度

測量範圍

0.250 mV/(m/s2)

10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 mm/s
1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 m/s
感測器靈敏度位移測量範圍

0.100 ～

0.250 mV/(m/s2)

5 m/s～ 500 m/s

0.251 ～

0.500 mV/(m/s2)

2 m/s～ 200 m/s

0.501 ～

1.000 mV/(m/s2)

1 m/s～ 100 m/s

1.001 ～

2.500 mV/(m/s2)

500 mm/s ～50 m/s2.501 ～

5.000 mV/(m/s2)

200 mm/s ～20 m/s5.001 ～

10.000 mV/(m/s2)

100 mm/s ～10 m/s10.001 ～25.000 mV/(m/s2)

50 mm/s ～5 m/s

25.001 ～ 50.000 mV/(m/s2)

20 mm/s ～2 m/s

50.001 ～ 100.000 mV/(m/s2)

10 mm/s ～1 m/s

100､ 200､ 316､ 500 μm
1､ 2､ 3.16､ 5､ 10､ 20､ 31.6､ 50､ 100､ 200､ 316､ 500 mm
1､ 2､ 3.16､ 5 m
感測器靈敏度測量範圍

0.100 ～

0.250 mV/(m/s2)

50 mm

～

5m

0.251 ～

0.500 mV/(m/s2)

20 mm

～

2m

0.501 ～

1.000 mV/(m/s2)

10 mm

～

1m

1.001 ～

2.500 mV/(m/s2)

5 mm

～

500 mm2.501 ～

5.000 mV/(m/s2)

2 mm

～

200 mm5.001 ～

10.000 mV/(m/s2)

1 mm

～

100 mm10.001 ～25.000 mV/(m/s2)

500 μm ～50 mm

25.001 ～ 50.000 mV/(m/s2)

200 μm ～20 mm

50.001 ～ 100.000 mV/(m/s2)

100 μm ～

10 mm

280

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格
項目

規格

測量準確度

加速度

±1 % rdg

速度±2 % rdg±3 % rdg

位移※上述皆為 23 °C ±5 °C､ 正弦波 80 Hz､ L.P.F. A.A.F. OFF 時溫度係數±(300 ppm of RANGE)/°C

頻率特性

加速度

5 Hz

～ 20 kHz(-0.5 dB ～ +0.5 dB)

1.5 Hz ～ 50 kHz(-1 dB～ +1 dB)

1 Hz(-3 dB～ +1 dB)～ 70 kHz15.9 Hz (0 dB ±1 dB) ～ 1.59 kHz (-40 dB ±1 dB)

速度

特性：-6 dB/oct
15.9 Hz (0 dB ±1 dB) ～ 159 Hz

位移(-40 dB ±1 dB)

特性：-12 dB/oct※

上述皆為 L.P.F. OFF 時

低通濾波器

過濾頻率

OFF､ 20 Hz､ 200 Hz､ 2 kHz､ 20 kHz（-3 dB ±1 dB）（L.P.F.）特性

3 階巴特沃斯濾波器

抗混疊濾波器

過濾頻率

OFF､ 20､ 40､ 80､ 200､ 400､ 800､ 2 k､ 4 k､ 8 k､ 20 k､(A.A.F.)

40 kH
過濾頻率設定 SSD 記錄的取樣速度 0.4 倍。200 kS/s 以上，
A.A.F.為 OFF。
過濾頻率的 1.5 倍時 -66 dB 以下

衰減量
輸入換算噪聲

5 m/s2 p-p max (加速度 500 m/s2 量程､ 感測器靈敏度 0.1 mV/(m/s2)､ 輸入短路)

A/D 轉換A/D 解析度

16 bit取樣率

1 MS/s

響應速度

高速：300 ms ±10 %以內

RMS 演算功能

中速：600 ms ±10 %以內
低速：2.4 s ±10 %以內
※ 上述皆為加速度模式，上升 0 % → 90 % of RANGE、下降 100 % → 10 % of RANGE 時
測量準確度±1 % rdg (10 Hz ～ 1 kHz、低速時)±1 % rdg (30 Hz ～ 1 kHz、中速時)±1 % rdg (50 Hz ～ 1 kHz、高速時)±1.5 % rdg (1 kHz ～ 5 kHz)

包絡演算功能帶通濾波器(1 kHz ～ 20 kHz) → 絕對值檢波 → 低通濾波器(1 kHz)TEDS

支援 IEEE 1451.4 Class 1(範本 ID：25､ 自動設定感測器靈敏度)

同相模式去除比

80 dB 以上 (50 Hz/60 Hz)

對地間最大額定電壓 42 V (DC + AC peak)
0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

質量約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

281

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.10. 遠端控制模組（RA30-112）
項目

規格

輸入連接器

半間距連接器 20 針

輸出連接器

半間距連接器 14 針

外部輸入

功能：可透過來自外部的訊號進行控制

控制訊號

START/STOP、MARK、FEED、PRINT、TRIG

輸入等級High 級：2.1 V ～ 5.0 V､ Low 級: 0 V ～ 0.5 V (活動 Low)

響應速度

高速／正常速度／低速 切換※ 外部取樣輸入（EXT SMPL IN）不適用

有效脈衝寬度

高速響應時：High 等級期間 1 μs 以上､正常響應時：High 等級期間 1 ms 以上､Low 等級期間 1 μs 以上
Low 等級期間 1 ms 以上

低速響應時：High 等級期間 10 ms 以上､ Low 等級期間 10 ms 以上
最大允許輸入電壓

30 V

送紙

記錄紙的空白送紙速度 50mm/sec

外部輸出

功能： 將外部輸入控制訊號輸出至外部
START/STOP､ TRIG 為來自 RA3100 主機的輸出訊號與外部輸入訊號的
OR 輸出

控制訊號

START/STOP､ MARK､ FEED､ PRINT､ TRIG､ EXT.1/EXT.2 (將本產品的狀態
輸出至外部)

輸出等級

High 級：3.8 V ～ 5.0V､ Low 級: 0 V ～ 0.5 V (活動 Low)

輸出電流

最大 5 mA（每針腳）輸出脈衝寬度START/STOP､ FEED､ PRINT ： 運行期間活動輸出
TRIG､ MARK､ 高速響應時： 1 μs

(RA3100 主機的
輸出訊號)
外部取樣輸入正常響應時： 1 ms
低速響應時： 10 ms
可透過外部取樣訊號同步 (SSD、印表機不可同時記錄)

輸入等級High 級：2.1 V ～ 5.0 V､ Low 級: 0 V ～ 0.5 V有效脈衝寬度

2 μs 以上

最大輸入頻率SSD 記錄時
印表機記錄時外部取樣輸出
輸出等級AC 失真用同步訊號輸入／輸出
波形確認用輸出端子： 250 kHz： 500 Hz

輸出外部取樣輸入訊號High 級：3.8 V ～ 5.0 V､ Low 級: 0 V ～ 0.5 V
功能

使用 AC 失真時的同步訊號產生器

：

傳送波 ：

0 V ～ 5 V､ 方形波､ 5 kHz

同步

可與其他 RA30-112 內建的 RA3000 系列同步：

功能：確認電壓輸入模組動作用的方波訊號輸出

輸出等級

0 V ～ 5 V (±1 %)

輸出頻率

1 kHz (±1 %)佔空比

50 % (±5 %)耐壓

AC 300 V､ 1 分鐘 (輸入､輸出－筐體間)

對地間最大額定電壓

42 V(DC+ADpeak)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 250 g

適用規格

安全性

EN61010-1

EMC

EN61326-1､ Class A

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

282

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.3.模組規格

12.3.11. 4ch 電壓模組（RA30-113）
項目

規格

輸入通道數量

4 ch

輸入連接器

絕緣型 BNC

輸入格式

不平衡輸入(絕緣：CH 間、各 CH-筐體間)

輸入耦合

DC／GND

輸入介面

1 MΩ ±1 %

測量量程 (RANGE)2､ 5､ 10､ 20､ 50､ 100､ 200､ 500 V (測量範圍為±RANGE)

測量準確度±0.2 % of RANGE (23 °C ±5 °C､ DC 耦合､ L.P.F. 3 Hz､ 執行調零後)溫度係數±(400 ppm of RANGE)/°C

頻率特性

DC 耦合

DC ～ 100 kHz (-3 dB～ +1 dB)(L.P.F. OFF 時)

低通濾波器

過濾頻率

(L.P.F.)

特性

3 Hz､ 30 Hz､ 300 Hz､ 3 kHz､ OFF (-1.6 dB ±1 dB)
2 次貝色函數形

輸入換算噪聲

10 mVp-p max (2 V 量程、輸入短路)

A/D 轉換A/D 解析度
取樣率

同相模式去除比

80 dB 以上（50/60 Hz）

最大允許輸入電壓±500 V peak對地間最大額定電壓

300 V (DC + AC peak)耐壓AC 3 kV, 1 分鐘 (CH 間、各 CH-筐體間)

使用環境

溫度：

儲存環境

溫度： -20 ～ +60 °C､ 濕度：20 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)

外形尺寸

約 140(W) x 223(D) x 20(H) mm

质量

約 300 g

適用規格

安全性

EN61010-1､ EN61010-2-030

EMC

EN61326-1､ Class A

1WMPD4004448D

16 bit
1 MS/sCATⅡ

0 ～ +40 °C､ 濕度：35 ～ 85 %RH 以下 (無凝結水滴)283

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.

外觀圖

12.4.1. 主機外觀圖

394

199

410
334

284

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.2. 2ch 電壓模組（RA30-101）外觀圖

1WMPD4004448D

285

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.3. 4ch 電壓模組（RA30-102）外觀圖286

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.4. 2ch 高速電壓模組（RA30-103）外觀圖

1WMPD4004448D

287

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.5. 2ch AC 應變模組（RA30-104）外觀圖288

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.6. 16ch 邏輯模組（RA30-105）外觀圖

1WMPD4004448D

289

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.7. 2ch 溫度模組（RA30-106）外觀圖290

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.8. 2ch 高電壓模組（RA30-107）外觀圖

1WMPD4004448D

291

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.9. 2ch 頻率模組（RA30-108）外觀圖292

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.10. 2ch 加速度模組（RA30-109）外觀圖

1WMPD4004448D

293

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.11. 遠端控制模組（RA30-112）外觀圖294

1WMPD4004448D

12.規格 － 12.4.外觀圖

12.4.12. 4ch 電壓模組（RA30-113）外觀圖

1WMPD4004448D

295

13.選配部件 － 13.1.纜線類清單

13. 選配部件
13.1.

纜線類清單

名稱(型號)

形狀／特徵

備註絕緣 BNC絕緣 BNC 纜線(鱷魚夾)RA30-507

安全鱷魚夾
紅 ＋
黑 －
長度 1.5 m

RA30-101
RA30-102
RA30-103
RA30-108
RA30-113
模擬輸入

NDIS 轉換纜線
RA30-508

NDIS4109↕
NDIS4102
長度 0.6 m

RA30-104

8CH 邏輯纜線(IC 線夾)RA30-501

邏輯輸入用
20P - 4 CH x 2､
GND 共同
長度 1.5 m

RA30-105

8CH 邏輯纜線(鱷魚夾)RA30-502

邏輯輸入用
20P - 4 CH x 2､
GND 共同
長度 1.5 m

RA30-105

8CH 邏輯纜線
(圓形連接器轉換)
RA30-503

1539S 連接用
20P - 4 CH x 2
GND 共同
長度 0.3 m

RA30-105高耐壓鱷魚夾
RA30-509-01

鱷魚夾
紅、黑 各 1 個
規格：CATⅢ 1000V

RA30-107高耐壓連接纜線
RA30-509-02

安全香蕉插頭紅、黑 各 1 條
長度 2 m
規格：CATⅢ 1000V

RA30-107高耐壓延長纜線
RA30-509-03

安全香蕉插頭/插座紅、黑 各 1 條
長度 2 m
規格：CATⅢ 1000V

RA30-107

端子台連接纜線
RA30-504

MDR20 端子台連接用
20P - 20P
長度 2 m

RA30-105
RA30-112

遠端控制纜線(主機間連接用)
RA30-505

RA3100 間連接間
20P - 14P
長度 2 m

RA30-112

遠端控制纜線(散線)
RA30-506

遠程控制輸入用
20P - 散線
長度 2 m

RA30-112

296

1WMPD4004448D

13.選配部件 － 13.2.探針 線夾清單溫度感測器連接用連接器
RA30-555

可在溫度感測器連接用
連接器模組的輸入連接器上安裝拆卸RA30-106

端子台
AX-PCX-10S20

MDR20 極端子台
(AWG16－28 用)

RA30-105
RA30-112

安全香蕉插座RA30-101
RA30-102
RA30-103
RA30-108
RA30-113
模擬輸入絕緣 BNC※1

BNC 適配器
0243-3021※1 安裝於鄰接 4ch 電壓模組(RA30-102、RA30-113)的插槽的情況下，無法對所有通道安裝。

13.2.

探針·線夾清單
名稱(型號)

形狀

浮動

4 輸入

電壓探針

RA30-105(1539S)

電壓變動探針1 輸入(1540S：AC100/120V)

RA30-105(1543S：AC220/240V)

1WMPD4004448D

備註

297

13.選配部件 － 13.3.配件

13.3.

配件

名稱(型號)

品名

RA30-551

折疊紙收納箱RA30-552

專用傳送箱RA23-183

攜帶式儀器箱

13.4.
格式

形狀

備註

包含折疊適配器
RA12-301

備件清單
品名

額定

備註

捲紙
YPS106記錄紙

219.5 mm × 30 m
5 卷／箱0511-3167 (5 巻)捲紙
YPS108記錄紙

219.5 mm × 30 m
有折疊線
300 mm 間距

0511-3166 (5 巻)剩餘量顯示列印：300 mm 間距 99 ～ 00
5 卷／箱
折疊紙
YPS112記錄紙

219.5 mm × 200 m 折疊寬度 300 mm
剩餘量顯示列印：每頁 669 ～ 000

0511-3182

1 冊／箱5633-1794

記錄紙支架

2 個／組

298

1WMPD4004448D

使用軟體的授權資訊

使用軟體的授權資訊
本產品嵌入的軟體，使用第三者擁有著作權，作為軟體分發的軟體元件。
本產品嵌入的軟體元件之授權標記，揭示如下。
SIL Open Font License
Copyright 2014-2021 Adobe (http://www.adobe.com/), with Reserved Font Name 'Source'. Source is atrademark of Adobe in the United States and/or other countries.
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL------------------------------------------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007------------------------------------------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative fontprojects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide afree and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they
are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative
works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the
fonts or their derivatives.
DEFINITIONS"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license andclearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the CopyrightHolder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or inwhole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font
Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed
to the Font Software.

1WMPD4004448D

299

使用軟體的授權資訊
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, touse, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
1)

Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may besold by itself.

2)

Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any
software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machinereadable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the
user.

3)

No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written
permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary
font name as presented to the users.

4)

The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used topromote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5)

The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under thislicense, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under
this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATIONThis license becomes null and void if any of the above conditions are not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESSFOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT,TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE
FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

300

1WMPD4004448D

使用軟體的授權資訊

MEMO

1WMPD4004448D

301

使用軟體的授權資訊

MEMO

302

1WMPD4004448D

omniace
RA3100
使用說明書

1WMPD4004448D

第 5 版

發行

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013, JAPAN
Telephone: [81] (3) 5391-6132
Fax: [81] (3) 5391-1566

A&D ENGINEERING, INC.

47747 Warm Springs Blvd, Fremont, California 94539, U.S.A.
Tel: [1] (800) 726-3364
Weighing Support:[1] (888) 726-5931

Inspection Support:[1] (855) 332-8815

A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire
Telephone: [44] (1235) 550420
Fax: [44] (1235) 550485

OX14 1DY United Kingdom

A&D AUSTRALASIA PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031, AUSTRALIA
Telephone: [61] (8) 8301-8100
Fax: [61] (8) 8352-7409

A&D KOREA Limited

한국에이.엔.디(주)OOO A&D RUS

OOO "ЭЙ энд ДИ РУС"서울특별시 영등포구 국제금융로6길33 (여의도동) 맨하탄빌딩 817 우편 번호 07331( 817, Manhattan Bldg., 33. Gukjegeumyung-ro 6-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07331 Korea )전화: [82] (2) 780-4101
팩스: [82] (2) 782-4264

Почтовый адрес:121357, Российская Федерация, г.Москва, ул. Верейская, дом 17Юридический адрес: 117545, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорожная, д.3, корп.6, комн. 8б
( 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya Street 17 )тел.: [7] (495) 937-33-44
факс: [7] (495) 937-55-66

A&D Instruments India Private Limited

D-48( D-48, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon - 122016, Haryana, India ): [91] (124) 4715555: [91] (124) 4715599

A&D SCIENTECH TAIWAN LIMITED. A&D台灣分公司 艾安得股份有限公司

台湾台北市中山區南京東路 2 段 206 號 11 樓之 2
( 11F-2, No.206, Sec.2, Nanjing E.Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10489, Taiwan, R.O.C. )Tel : [886](02) 2322-4722
Fax : [886](02) 2392-1794

A&D INSTRUMENTS (THAILAND) LIMITEDบริษัท เอ แอนด์ ดี อินสทรูเม ้นท์ (ไทยแลนด์) จํากัด

168/16 หมูท่ ี่ 1 ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ประเทศไทย
( 168/16 Moo 1, Rangsit, Thanyaburi, Pathumthani 12110 Thailand )Tel : [66] 20038911