SPECIFICATION SHEET
濁度計

TUF−1690型

上水中の濁度を90度散乱光方式で測定します。

特長○ 測定槽内を加圧しておくことで気泡の発生を抑え安定した測定が可能です。
○ 水中に検出器を沈めて測定する方式のため水面のゆれなどの影響を受け難い方式です。
○ 光源はパルス点灯の赤外LEDを使用し外光や色の影響を低減するとともに，長寿命を実現しています。
○ 自動水洗浄（オプション）を付加することができ，保守周期の延長が可能です。
○ RS−485通信方式（Modbusプロトコル）に対応しておりネットワーク構築が容易です。

標準仕様
製品
名：濁度計型
名：TUF−1690
測 定 対 象：上水中の濁度（赤外光870nm）
測 定 方 式：90度散乱光測定方式
測 定 範 囲：単レンジ；0〜2，0〜5，0〜10
2レンジ；0〜2/5，0〜5/10
3レンジ；0〜2/5/10
測 定 単 位：度，NTU，FTU，mg/L，ppm
最 小 表 示：0.001
レンジ切替え：自動/手動/遠隔 設定可
表 示 方 式：液晶デジタル表示
伝 送 出 力：DC 4〜20mA（絶縁型）負荷抵抗600Ω以下
接点信号出力：出力数；6点（a接点5点，c接点1点）
以下の9項目から割付可（重複割付可）1電源断（c接点固定），2計器異常（ゼロ校正異常，安定判別異常，通信異常，ハード異常，設定値異常），3 保守中，4 濃度上限警報，
5レンジ1，6レンジ2，7レンジ3，8洗浄中（オプションの自動洗浄付の場合），9校正中（自動校正中）
接 点 容 量：DC 30V，0.1A抵抗負荷
接点信号入力：入力点数；3点（無電圧接点入力）
ON抵抗50Ω以下，短絡電流最大10mA，開放電圧 DC 24V
以下の4項目から割付可
1レンジ2指定…閉接点受信で選択

2レンジ3指定…閉接点受信で選択
レンジ2，レンジ3が両方開または閉のときはレンジ1が選択される
3洗浄指令…閉接点受信（100mS幅以上）4校正指令…閉接点受信（100mS幅以上）（絶縁）
通 信 方 式：インターフェース RS−485 準拠
通信速度… 1200/2400/4800/9600/19200/
38400/57600 bps から選択
プロトコル… Modbus/RTU
データ長… …8bits
パリティー… NONE/ODD/EVEN選択
ストップビット… 1bit
データ順… …BIG ENDIAN
アナログ信号入力：DC 4〜20mA（外部アナログ計器用）
任意のスケールに変換してModbus通信で読み出すことができる。
電 源 電 圧：AC 100〜240V±10％ 50/60Hz
消 費 電 力：最大；約60VA
平均；約15VA（AC 100V時），約30VA（AC 220〜240V時）
試 料 水 条 件：温度；0〜40℃
圧力；0.1〜0.5MPa（変動幅0.03MPa以内）
流量；1〜4L/分の一定流量（変動幅1L/分以内）（標準）
洗 浄 方 式：手動水洗浄
自動水洗浄（オプション）
洗 浄 水 条 件：温度；2〜30℃
圧力；0.1〜0.3MPa
流量；2〜4L/分（変動幅1L/分以内）
水質；水道水（濁度2度以下，色度5度以下）
構
造：屋内自立架台式
変換器；IP65
検出器；IPX3

材

質：変換器；アルミダイカスト
検出部；アルミプレート
接液部；硬質PVC，軟質ゴムチューブ，SUS304
塗
装
色：メタリックシルバー
配 管 接 続 口：試料水入口；ソケット 呼び径16排 水 口；ソケット 呼び径25
水道水入口；ソケット 呼び径16配線
口：外径φ6〜12mm用ケーブルグランド×6箇所（1箇所は変換器〜検出器間用）
ケーブルグランドを外した場合はG 1／2
周囲温・湿度：−5〜50℃ 85％RH以下（結露しないこと）
質量：約25kg（ホルマジン溶液にて）性
能：直線性；±5％FS以内
繰返し性；±1％FS以内（ホルマジン溶液にて）安定性；ゼロドリフト…±2.5％FS/週以内（ゼロ水にて）スパンドリフト…±2.5％FS/週以内（ホルマジン溶液にて）校正方法
ゼ ロ 校 正：ランプオフによる自動ゼロ校正または，精製水を用いた手動校正
ス パ ン 校 正：ホルマジン，カオリン，またはポリスチレン（PSL）
溶液を用いた手動校正

オプション
自動洗浄ユニット：測定槽を空にした状態で水ジェット洗浄を実施。
開始モード；自動…内部タイマーによる洗浄周期；1〜24時間（設定可）
洗浄時間；1〜5分（設定可）
洗浄後待機時間；0〜30分（設定可）；遠隔…外部から閉接点入力；手動…キー操作により直ちに実行

動作原理
この計器ではこの性質を利用して，得られた電気信号検出器のLEDから照射された光（入射光）は濁質に当りを濁度の値として換算表示します。

散乱します。散乱した光は，入射光に対して90度の位置に配置された受光器に入射し，電気信号に変換されます。
発光部の光量が一定であれば，この電気信号量は濁質の量に比例します。

検出器

発光部

オーバーフロー
光量補償部
試料水入口受光部

洗浄水入口−2−フローシート● 標準仕様

M

記号
BV1
BV2
BV3RG
NV1CV1CV2M

センサー
NV1測定槽洗浄ノズル

名 称ポールバルブ
ポールバルブポールバルブ減圧弁
ニードルバルブ
逆止弁
逆止弁
圧力計

通常時開

BV3
BV2Remarks
1 to 4 L/min

通常時閉

CV1
BV1CV2RG

排水口
試料水入口
洗浄水入口

● 自動洗浄（オプション仕様）

M

記号
BV1
BV2
SV1SV2SV3RG
NV1
CV1CV2M

センサー
NV1測定槽洗浄ノズル

SV3

SV1SV2

BV2CV1Remarks
1 to 4 L/min
1 to 4 L/min

通常時開

BV1CV2

名 称
ポールバルブポールバルブ
電磁弁
電磁弁
電磁弁
減圧弁
ニードルバルブ
逆止弁
逆止弁
圧力計

通常時閉

RG

排水口
試料水入口
洗浄水入口−3−接続端子図747576777879ABCABC

RS−485/1
外部デジタル入出力

RS−485/2
他機器用
2-

1+TB2

70+4~20mA
入力
予備
接点入力2自動洗浄開始（オプション）

71-

4~20mA
出力1測定値

接点出力3保守中

54304~20mA
出力2予備

接点出力5濁度上限

AC 100〜240V
50/60HzNO C NC

5273-

検出器

接点出力
電源断（C-NC）

5072+

A B C

32343836404260

E N L

6293

E291

TB1
51555331333537394143616392E190

N L E

接点入力1
自動校正開始接点出力6予備接点出力2計器異常AC OUT（検出器）

接点出力4校正中

接点入力3予備＊この接点入出力信号の割り当ては，工場出荷時の設定です。

端子図（単レンジ仕様）

7475767778

79AB

CAB

C

RS−485/1
外部デジタル入出力

RS−485/2
他機器用
2-

1+TB2

70+4~20mA
入力
予備
接点入力2
自動洗浄開始（オプション）

71-

4~20mA
出力1
測定値

接点出力3保守中

5430

4~20mA
出力2予備検出器

AC 100〜240V
50/60HzNO C NC5273-

接点出力5濁度上限

接点出力1電源断（C-NC）

50

72+

A B C

32343836404260

E N L

6293

E291

TB1
51535531333537394143616392

E1

N L E

接点入力1
自動校正開始接点入力3レンジ切り替え
閉でレンジ2接点出力2計器異常

接点出力6レンジ表示（閉でレンジ2）
接点出力4校正中

AC OUT（検出器）＊この接点入出力信号の割り当ては，工場出荷時の設定です。

端子図（2レンジ仕様）−4−90

747576777879AB

CAB

C

RS−485/1
外部デジタル入出力

RS−485/2
他機仕様
2-

1+TB2

70+4~20mA
入力
予備接点入力2レンジ切り替え（閉でレンジ2）

接点出力3
保守中
洗浄中
校正中

接点出力1
電源断
(C-NC)

71-

72+4~20mA
出力1
測定値

4~20mA
出力2予備検出器

接点出力5レンジ表示（閉でレンジ2）

NO C NC

5052543073-

AC 100〜240V
50/60HzA B C

32343836404260

E N L

6293

E291

TB1
51535531333537394143616392

E1N L E

接点入力1
自動洗浄（オプション）
または自動校正開始

接点出力2
計器異常

接点入力3レンジ切り替え（閉でレンジ3）

接点出力6レンジ表示（閉でレンジ3）

AC OUT
（検出器）

接点出力4
濁度上限
＊この接点入出力信号の割り当ては，工場出荷時の設定です。

端子図（3レンジ仕様）（40）
106（メンテナンススペース）420±1
基礎ボルト位置（40）（40）

300±13ーφ14基礎ボルト位置

140（メンテナンススペース）

単位：mm

変換器

配線口

検出部

架台

1502±10

結露水出口
洗浄水入口
試料水入口

排水口

25

外形寸法図

380

500

−5−19090

設置要領図電源ケーブル
CVV1.25□〜2□ 3芯
仕上り外径 φ6〜φ12
伝送出力ケーブル
CVV−S0.5□〜2□ 2芯
仕上り外径 φ6〜φ12接点信号ケーブル
CVV−S0.5□〜2□ 10〜20芯
仕上り外径 φ8〜φ121502

RS−485デジタル伝送の場合
CPEV−S 2芯
仕上り外径 φ6〜φ12アース（D種）

洗浄水配管 VP16
ストレーナー 40〜100メッシュストップバルブ

排水配管
VP25

洗浄水
試料水
ストップバルブ
試料水配管 VP16

排水ピットへ配管例

380500300（基礎ボルト位置）

420（基礎ボルト位置）

3−φ14190
メンテナンススペース 640以上−6−

1. 計器の設置条件
下記の条件に適合する場所に設置してくださいa）雨・風・直射日光があたらない場所
b）試料水の温度・圧力などが，下記「試料水条件」に適合した水質を供給できる所
c）振動がない所
d）電気的ノイズ源となる機器が周囲にない所
e）メンテナンススペースが確保でき，作業が容易にできる所
2. 試料水供給配管
a）図の様に，ストップバルブを設けてください。
b）配管材は硬質PVC（VP16）またはPVC製耐圧ホース（VP16相当径）等，耐食性の良い材質を使用してください。
3. 排水配管a）大気開放下降配管でピットなどに排水してください。
b）配管材は硬質PVC（VP25）またはPVC製軟質ホース（VP25相当径）等，耐食性の良い材質を使用してください。
4. 水道水供給配管a）図のようにストップバルブ・ストレーナー（40〜100メッシュ）を設けてください。
また装置の近くにユニオン等を入れて，装置から配管を外せる（切り離せる）ように施行してください。
b）配管材は硬質PVC（VP16）またはPVC製耐圧ホース（VP16相当径）等，耐食性の良い材質を使用してください。
5. 配線a）各ケーブルは図中の規格を参考としてください。
b）計器の接地は変換器下面のアースねじ，または内部端子のE端子をD種工事（接地抵抗100Ω以下）の施工をしてください。
c）コンジット配管（電線管）する場合は，ケーブルグランドをはずし，G 1／2ねじに接続してください。

製品コードTUF1690A−0−
TUF1690B−0−
TUF1690C−0−

単レンジ
2レンジ切替え
3レンジ切替え
測定範囲
各レンジ毎，下表より選択＊1〜〜A

測定単位
度mg/Lppm
NTU
FTU
校正用標準物質
ホルマジン
カオリン
ポリスチレン（PSL）…0〜2度単レンジのみ対応
データメモリーなし
あり＊2自動水洗浄なし（手動水洗浄可）あり
表記の形態
和文（標準）
英文
その他指定12345A
B
C01
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z

01A
B
Y＊1.各レンジの測定範囲は下表の通りです。
製品コード
レンジ仕様
1桁目のピルク

TUF1690A−0−単レンジ
A0〜2B
0〜5C0〜10

TUF1690B−0−2レンジ切替え
A0〜2/5B
0〜5/10

TUF1690C−0−
3レンジ切替えA 0〜2/5/10＊2. この機能は5分に1回のサンプリングで3ヶ月分の測定データを保存する機能です。
保存したデータはRS−485の通信により読み出しが可能です。
注1. ランプオフによる自動ゼロ校正は標準装備です。
精製水（濁質ゼロとみなせる水）が用意できる場合はゼロ水によるゼロ校正およびスパン液によるスパン校正は付属品の校正容器を使用しそれぞれの溶液を用いて手動にて行います。
2. 伝送出力 DC 4〜20ｍA の他，デジタル出力 RS−485 を標準装備しているので，Modbus通信（上位DCSなどとのデータや情報の交換）による新しいデジタル計装に対応できます。
通信仕様などの詳細については，販売店にお問い合わせください。
3. 2レンジおよび3レンジ仕様は，手動切替えの他，自動レンジ切替えと遠隔レンジ切換え機能を標準装備しています。
出荷時は手動切替えに設定されていますが，任意に設定変更できます。
4. 供給電源電圧は，AC 100〜240V 50/60Hzのフリー電源です。

−7−

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1-29-10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo＠toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2022年08月作成