SPECIFICATION SHEET
ＳＳ濃度計（赤外線式）

SSF−1600型

S S 濃度計は，下水・し尿・工場排水などの処理設備における浮遊物質濃度（SS）や，ばっ気槽の活性汚泥濃度（MLSS）を，光学系を用いて連続測定する計器です。
（MLSS：Mixed Liquor Suspended Solid）
試料水に浸漬する小型軽量な赤外線式検出器と，S S濃度をDC 4〜20mAとRS−485に変換出力する変換器で構成されます。

特長○ 広い測定範囲

0〜1000から0〜30000mg/L（ppm）までの広い範囲で，落し込み式検出器2レンジ仕様と3レンジ仕様があります。それぞれ手動・自動または遠隔（リモート）切替を設定できます。
○ 赤外線式検出器

光源は赤外発光ダイオード（LED）なので寿命が長く，試料水の着色による影響もほとんどありません。また，パルス点灯信号処理方式なので日光など外乱光の影響をほとんど受けません。

ステンレス製の小型軽量検出器は，試料水流速の洗浄○ 実用的な演算機能効果により検出面に汚れが付着しにくい形状です。

折れ線近似による手分析値への補正，3点校正による近似演算補正などの機能を有しています。また計器異常や校正異常などの自己診断を行います。

成

試料水の流速が遅いなどの理由で検出面への汚れ付着スエアジェット洗浄器を付加することができます。

設置方式は，投げ込み式と2〜6mの保護管へ挿入する落し込み式があります。

○ ジェット洗浄器（落し込み式のオプション）が多い場合は，水（エアー）ジェット洗浄器またはパル○ 検出器は投げ込み式と落し込み式

構○ 汚れに強い形状○ デジタル信号RS−485を標準装備

Modbus通信に対応できます。

図
＜現場＞

＜計器室＞

変換器
受信計

検出器
専用ケーブル5mまたは10m

伝送出力 DC 4〜20mA
通信用デジタル出力 RS−485（DCS）

レンジ切替信号・上下限/計器異常警報（接点）AC 100〜240V

標準仕様
型
名：SSF−1600
測 定 方 式：赤外散乱光測定
測 定 対 象：水中のSS濃度
または活性汚泥のMLSS濃度
測 定 範 囲：0〜30000mg/L
測 定 レ ン ジ：いずれかを指定してください
2レンジ 0〜1000/3000
0〜3000/5000
0〜5000/10000
0〜10000/20000
0〜20000/30000
3レンジ 0〜3000/5000/10000
0〜5000/10000/20000
0〜10000/20000/30000（自動・手動・遠隔レンジ切り替え）測 定 単 位：ｍg/Ｌ または ppm
表 示 方 式：バックライト付き液晶デジタル表示
最小表示 10（1桁目は0固定）
電源：AC 100〜240V±10％ 50/60Hz
消 費 電 力：約10VA
伝 送 出 力：DC 4〜20mA（絶縁出力）
負荷抵抗 600Ω以下
接 点 出 力：保守中，計器異常，レンジ表示＊1，濃度上限警報，濃度下限警報，洗浄器用出力，洗浄中，電源断から6出力を設定可（DC 30V 0.1A 抵抗負荷，AC 100V負荷の接続については端子接続図の※4を参照ください。）＊1. 3レンジ仕様で自動または遠隔レンジ切替の場合はレンジ表示に2接点を専有します。

接 点 入 力：遠隔レンジ切り替え，洗浄指令
繰 返 し 性：±2％FS（標準物質にて）安
定性：ゼロドリフト；±2％FS/週以内（ゼロ水にて）スパンドリフト；±2％FS/週以内（標準物質にて）
応 答 速 度：90％応答 設定4にて5分以内（10秒〜128分 9段階設定変更可能）
周囲温・湿度：−10〜55℃ 95％RH以下（結露しないこと）
試 料 水 条 件：温度；0〜50℃（凍結しないこと）
流速；0.5〜1.5m/秒（フロート式は0.5〜1.0ｍ/秒）
保 護 構 造：変換器；IP65
検 出 器 構 造：水中形；耐圧0.2MPa
検出器ケーブル長 ：5m（標準）
光源：赤外LED 945nm
受
光器：シリコンフォトダイオード
配線口：φ6〜φ12ケーブル用グランド6個
グランドを外すと電線管用ねじG 1／2
取 付 方 法：変換器；50Aパイプ または 壁 / ラック取り付け
検出器；投げ込み式 または保護管付き落し込み式
材
質：変換器；ADC12（アルミダイキャスト）
塗装色；メタリックシルバー
検出器；SUS316＊2 ，ガラスBK7
質
量：変換器；約2.2kg
検出器；約3kg（ケーブル5ｍ含む）＊2. サンプルなどによる腐食等が考えられる場
合にはご相談ください。

校正方法

検出器の設置S S（MLSS）はその成分，性状が複雑多岐であるため，● 試料水の流速が遅く，滞留している場所は避けてくだ

さい。

特定の物質を標準として定義することができません。そこで，それぞれ試料ごとの手分析値に計測値を合わせる● 落し込み式で検出面への付着成分が多い場合は，水必要があります。

（エアー）ジェットまたはパルスエアジェット洗浄器を付加することをお勧めします。

（1）手分析値（重量法）
による校正●「異種金属（特に鉄分）を含む試料水では，隙間腐蝕がなるべく多くの試料について重量法による手分析値と計器指示の比較を行い，回帰直線を作成する。

発生することがありますのでご注意ください。設置後

この回帰直線をもとに計器校正を行う。に腐蝕が発生した場合には防蝕亜鉛テープ（コード（2）標準散乱板による校正
手分析値（重量法）による校正後，付属の標準散乱板をNo.141A082）による対策が有効です。
」

測定してその指示値を記録しておく。以降は標準散乱板を用いて計器校正を行う。

−2−

端子接続図● 2レンジ仕様● 3レンジ仕様
変換器

変換器

専用ケーブル専用ケーブル
白
黒
橙
白
シールド

34＋−

60 A
61 B
62 C

洗浄ノズル

橙白
シールド

検出器出力
無電圧接点
ON抵抗50Ω
短絡電流最大DC 10mA
開放電圧
DC 24V予備※2
洗浄開始指令入力※330 NO
計器異常出力31 CNC
32
33 未使用34
レンジ2表示出力3536
保守中出力37※438
濃度下限警報出力39※440濃度上限警報出力4142
洗浄器用電磁弁出力
43
洗浄用ケーブル（オプション）

黒※1
レンジ2切替指令入力

505152535455検出器

白電源出力

70 ＋
71 −

洗浄ノズル

検出器出力

※1
レンジ2切替指令入力※1
レンジ3切替指令入力※2
洗浄開始指令入力

洗浄用ケーブル（オプション）

70 ＋
71 −

伝送出力
DC 4〜20mA

74 A
75 B
76 C

RS485出力

無電圧接点
ON抵抗
50Ω
短絡電流最大DC 10mA
開放電圧
DC 24V

接点容量
DC 30V 0.1A
（抵抗負荷）＊

洗浄用電磁弁
（オプション）

74 A
75 B
76 C
90
91
E192
93
E2

洗浄水
または エアー

60 A
61 B
62 C

電源出力

※330 NO
計器異常出力31 CNC
32
33 未使用34
レンジ2表示出力35
36
レンジ3表示出力37※438
濃度下限警報出力39※440
濃度上限警報出力
41※542
洗浄器用電磁弁出力43

接点容量
DC 30V 0.1A
（抵抗負荷）＊＋−505152535455

検出器伝送出力
DC 4〜20mA

34L
NEL
N
E

RS485出力

洗浄用電磁弁（オプション）

9091
E19293
E2

AC 100〜240V（計装電源）
50/60HzAC電源出力（洗浄器用）※1 閉でレンジ2※2 パルス幅100ms以上※3 電源断に変更可※4 保護素子取り付けでAC 100V，1A可

洗浄水
または エアー＊洗浄用電磁弁（オプション）は保護管付き落し込み式用です。

測定表示部

−3−LN
E
L
N
E

AC 100〜240V（計装電源）
50/60HzAC電源出力（洗浄器用）※1 閉でレンジ2, 3※2 パルス幅100ms以上※3 電源断に変更可※4 保護素子取り付けでAC 100V，1A可※5 保守中に変更可外形寸法図

単位：mm

● 変換器

壁 または ラック取付け
225

50A パイプ取付け

181
16495操作
パネル180表示部

サンシェード（オプション）

201095操作パネルサドル表示部

300

164

135

82

180(17)

139

280

181

サンシェード（オプション）

（35）

（35）

50Aパイプ

4φ−5.8（10）ケーブル配線口

ケーブル配線口

104

ステー

アース端子

アース端子

● 投げ込み式検出器● 落し込み式検出器（保護管不要の場合）

50

専用ケーブル

ケーブルサポート

ケーブルサポート
ワイヤー

（138）

ワイヤー

専用ケーブル2

φ28630±20（43）

保護カバー

φ55

本体

350

350

393

本体

φ48

φ48
φ35

φ35

光源LED

光源LED

受光器（近）

受光器（近）
受光器（遠）

受光器（遠）

窓

窓−4−

● 落し込み式● 落し込み式変換器

保護管 L：3m以下

変換器

保護管 L：3m以上
専用ケーブル専用ケーブル

φ80

φ80

ゴム栓

φ120

保護管（50A）

SUS304または
SUS316

SUS304または
SUS3162分割式

落し込み式検出器3535

落し込み式検出器

φ60.5設置連結フランジ
L±20

L±20

保護管（50A）

L/25050ゴム栓

φ60.5

例

● 落し込み式

700以上

400以上

メンテナンススペース

400以上

メンテナンススペース メンテナンススペース

電源ケーブル
線材 CVV1.25□〜2□
仕上り外径 φ6〜φ12変換器
6−配線口（ケーブルグランドをはずすと電線管接続ねじG1/2）

接地（D種）

伝送出力ケーブル
線材 CVV−S1.25□〜2□
仕上り外径 φ6〜φ12接点信号ケーブル
線材 CVV1.25□〜2□
仕上り外径 φ6〜φ12
RS485デジタル伝送の場合
CPEV−S
仕上り外径 φ6〜φ12

ポールスタンド（50A）

取付金具

L+20

ZSSC−20型

保護管

設置条件等
1）保護管固定角度は垂直から15度が推奨です。
2）直射日光が当る場所では，サンシェード（オプション）取り付けを推奨します。

（ 35）（200〜300）
落し込み式検出器

設置例−5−

● パルスエアジェット洗浄器付落し込み式
700以上
メンテナンススペース

250以上
メンテナンススペース

300

250以上
メンテナンススペース

電源ケーブル
線材 CVV1.25□〜2□
仕上り外径 φ6〜φ12変換器
6−配線口

ポールスタンド（50A）

伝送出力ケーブル
線材 CVV−S1.25□〜2□
仕上り外径 φ6〜φ12接点信号ケーブル
線材 CVV1.25□〜2□
仕上り外径 φ6〜φ12
接地（D種） RS485デジタル伝送の場合
CPEV−S
仕上り外径 φ6〜φ12（ケーブルグランドをはずすと電線管接続ねじG1/2）

操作部
Aへ配線口 3P

φ6〜φ12Aよりケーブルグランド取付金具

L+20

ZSSC−20型
保護管

洗浄エアー導入チューブ（標準長：保護管長さ+5m）

落し込み式
検出器

設置条件等
1）操作部と検出器の距離は5m以内としてください。
2）洗浄エアー導入チューブは，保護管を引き上げてメンテナンスが行える余裕を持たせた上，極力短く切断してください。
尚，洗浄エアー導入チューブは途中で折れ曲がることがないよう配管してください。
3）操作部の前/左右にメンテナンススペースを確保してください。
4）保護管固定角度は垂直から15度が推奨です。
5）直射日光が当る場所では，サンシェード（オプション）取り付けを推奨します。

（200〜300）

85±

5.5

ジェットノズル
110±

設置例

5.5X

● フロート式

MAX900指示変換器

検出器ケーブル
抜け防止金具滑車

滑車

100±5.5

フロートの メンテナンス時
ガイド管長さ
高さ
可能設置深さL
H4
H2
約2410mm
約0〜1000mm
2000mm
約2550mm
約0〜 720mm
約3410mm
約0〜2000mm
3000mm
約3550mm
約0〜1720mm

ブラケット

ブラケット
L±50

ガイドローラーφ60

300±10

フロート

ワイヤー

検出器

710

995

ガイドローラー（メンテナンス範囲）

350〜740

約540〜約680

ポールスタンド

H2555

バランサー

H4

ガイド管ワイヤー
50AパイプX 矢視(239)−6−製品コード● 投げ込み式／落し込み式SSF1600−2−● 保護管付き落し込み式

SSF1600−2−

測定レンジ（遠隔/自動/手動切換）
0〜1000/3000
0〜3000/5000
測定レンジ（遠隔/自動/手動切換）
0〜5000/10000A
2レンジ
0〜1000/3000
0〜10000/20000
B
0〜3000/5000
0〜20000/30000
C
0〜5000/10000
3レンジ
0〜3000/5000/10000
D
0〜10000/20000
0〜5000/10000/20000
E
0〜20000/30000
0〜10000/20000/30000
3レンジ
F
0〜3000/5000/10000
その他指定＊1G0〜5000/10000/20000
測定単位
H
0〜10000/20000/30000
1mg/L（標準）Y
その他指定＊1
2ppm
測定単位
測定対象
1mg/L（標準）1
一般SS（ 校正液：フライアッシュ）
2ppm
2
MLSS
測定対象
（校正液：フライアッシュ+カオリン）1
一般SS（ 校正液：フライアッシュ）
変換器取付け方式
2
MLSS（校正液：フライアッシュ+カオリン）A
50Aパイプ取り付け（標準）変換器取付け方式
B
壁またはラック取り付けA
50Aパイプ取り付け（標準）＊2
表面仕上げ（塗装）B
壁またはラック取り付け
1標準塗装＊2
表面仕上げ（ 塗装）
2重防食塗装1標準塗装
アレスター内蔵＊3
2重防食塗装0なし
アレスター内蔵＊3
1あリ
0なし
電源・伝送・信号ケーブル配線口＊4
1あリ
1φ6〜φ12用ケーブルグランド（ 標準 ）
電源・伝送・信号ケーブル配線口＊42ケーブルグランドを取り外すと電線
1φ6〜φ12用ケーブルグランド（標準）
管用ねじ G1／2
2
ケーブルグランドを取り外すと電線管用ねじ G1／2
3NPT1／（2 アダプターを3個付属 ）1
3NPT ／（2 アダプターを3個付属）
変換器サンシェード（日除け）
変換器サンシェード（日除け）
0なし（標準）0なし（標準）
1あり（50Aパイプ取り付け）1（コードNo.7049930K）
あり（50Aパイプ取り付け）（コードNo.7049930K）
2（コードNo.69304500）あり（壁取り付け）
2あり（壁取り付け）
検出器の取付け方式（コードNo.69304500）
A
投げ込み式
検出器の取付け方式
B
落し込み式 保護管不要
C
落し込み式 保護管SUS304付き保護管（50A）の長さ
D
落し込み式 保護管SUS316付き
Y
該当せず（保護管なし）
保護管（50A）の長さ
組み合せ機器＊5A
2.0m
0なし
B
2.5m
5
フロート式（ガイド管2ｍ，表層測定自洗式）取付装置
C
3.0m
6
フロート式（ガイド管3ｍ，表層測定自洗式）取付装置
D
3.0m（2分割式）
専用ケーブル長さE
3.5m
特殊仕様のコードA5m（標準）F
3.5m（2分割式）
数字の桁：9B10m
G4.0m
英字の桁：ZY
その他指定（最長30m）
H4.0m（2分割式）
表記の形態
J
4.5m（2分割式）
0
和文（標準）
K
5.0m（2分割式）
1
英文指定
L6.0m（2分割式）
組み合せ機器＊50なし
1
水ジェッ
ト洗浄器
2エアジェット洗浄器＊1. 1000〜30000の範囲で指定してください。
3
パルスエアジェット洗浄器＊2. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μｍ以上，光沢度G40です。
（エアー外部供給：Type A）
重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚100μｍ以
4
パルスエアジェット洗浄器
上，光沢度G80です。
（この選択ピルクでの対象は変換器のみです。検出器の電磁弁，ポンプ（エアポンプ内蔵：Type C）ユニット部については別途ご下命ください。）
専用ケーブル長さ＊3. 電源ラインと伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易型）を取り付けます。
A5m（標準）＊4. 配線口は6箇所でφ6〜φ12ケーブルグランド付きですが，このケーブルグランドを取り外す
B10mと電線管用ねじG 1／2です。
Yその他指定（最長30m）
NPT 1／2の要求には，SUS316製アダプターが3個付属されますで，ケーブルグランドを取り外表記の形態
0
和文（標準）
して必要数を配線口に取り付けてください。尚，コンジット配管をしない配線口のケーブル
1
英文指定
グランドは，付けたままで栓（穴ふさぎ）として使用します。
AB
CDE
FGH
Y

＊5. 組み合せ機器の詳細仕様については，別途ご相談ください。
注1. 落し込み式の保護管の取付金具は，必要に応じてZSSC−20型（自在型）を別途ご下命ください。
ポールスタンドは必要に応じて，ZB−1型を別途ご下命ください。
2. SS校正用キットは，必要に応じて別途ご下命ください。

−7−2レンジゴム蓋

補助機器
変換器や検出器を取り付ける50Aポールスタンションです。

ZB1−1−50A（φ60.5）

ポールスタンドの長さ1.0m
1.6m（標準）
特殊材質と仕上げ
50A鋼管（SGP）
および 鉄板，メタリックシルバー塗装50A SUS304，塗装なし
50A SUS304，メタリックシルバー塗装
特殊

L±10160±11239t 6 105

AB
Zパイプ

注1. 現場設置型変換器や検出器を取り付ける，一般的なポールスタンションです。
注2. 平板ベースで，外側にポールの補強リブが入っています。

● 取付け金具（落し込み検出器160±1260

保護管用）

ZSSC20−1−AZ
19（400）方向

材質と仕上げSUS304/アルミ鋳物（AC 7A）塗装なし
特殊取り付ける検出器の種類
落し込み式50A（SUSまたはPVC）保護管
特殊50A（φ60.5）

方向

方向方向

注. 落し込み式SS計検出器の50A保護管（SUS製）を，50Aポールスタンションに強固に固定するステンレス/アルミ鋳物製の金具です。
2本一組で取付けますが，取付け位置を調整変更できるので，保護管を斜めや垂直と自在に固定することができます。

保護管

260

● ポールスタンド

4−φ15