SPECIFICATION SHEETHDM−135A型（2線式）
HDM−136A型（4線式）

pH計変換器

小型堅牢なアルミ製ケースのシンプル機能・簡単操作の現場設置型pH計変換器（発信器）です。
2 線式（DC 24V電源）と4 線式（AC フリー電源）があり，伝送出力DC 4〜20mAを発信します。
組合せ検出器（電極）の詳細につきましては，別冊のpH/ORP計検出器スペックシートをご参照ください。

機 能・特 長○ pH伝送出力範囲の変更○ ガラス電極クラック検知

測定範囲pH−1.00〜14.00において，伝送出力DC 4〜20mAを2 pH幅以上で任意設定できます。
○ ワンタッチ自動校正

クラック発生時エラーを表示し，伝送出力を振り切らせ（バーンアウト）異常を知らせます。
○ 試料水pH値の温度補償

pH標準液各種による2 点校正では，校正スイッチを試料水のpH温度特性が大きい（純水やボイラー水な

1 回押すと 1 点目の安定判別を開始し，安定すると自ど）場合，その温度係数を入力することにより自動補

動的に校正を終了し，2 点目の校正に移行します。

償を行うことができます。

この安定判別機能により，個人差のない正確な2点校正を簡単に行えます。

○ 応答速度の変更

測定値が短時間に激しく変動する場合，応答速度を遅○ pH電極良否の自動判定くすることができます。

正常な標準液校正ができない場合，ゼロ・スロープ異常，または安定性不良などをメッセージします。
○ pH測定値シフト○ 下面の防水型スイッチで簡単操作

下面の 3 個の押しボタンスイッチで，校正など全ての操作を行なえます。

測定値を基準器などのpH値に，合わせ込むことができます。（±1.00pH）○ 測定モードへの自動復帰

保守モードのまま2時間を経過すると，測定モードへ自動復帰します。

構

成

図
変換器
HDM −135A型

2線式システム
検出器

＜現場＞

＜計器室＞

ディストリ
ビューター

電源・伝送出力（DC 24V 4〜20mA）

電極リード線受信計（5m または 10m）
DC電源

指示計
記録計
調節計
DCS 等HC型
変換器
HDM −136A型

4線式システム
検出器

電極リード線

＜現場＞

＜計器室＞

伝送出力（DC 4〜20mA）

受信計（5m または 10m）

HC型

計装電源
AC 100〜120V
またはAC 200〜240V

指示計
記録計
調節計
DCS 等

標準仕様
製品
名型
名
計量法型式承認番号
測定

範

pH計変換器HDM−135A（2 線式）

HDM−136A（ 4 線式）
第SS021号
pH −1.00〜14.00 ※mV ；−600〜＋600mV
温度；0〜100℃
表示のみで，伝送出力はなし
液晶デジタル表示
pH…0.01，mV…0.1，温度…0.1±0.03 pH以内（等価入力において）±0.02 pH以内（等価入力において）DC 4〜20mA 絶縁型 抵抗負荷 650Ω以下
0.1pH単位の2 pH幅以上を−1〜14pHの範囲で任意設定可
DC 24V±10％
AC 90〜132VまたはAC 180〜264V 50/60Hz（オプション）
0.6VA以下
約 3 VA−20〜55℃，99％（RH）以下（ただし結露しないこと）
屋外設置，IP55（防じん形，防憤流形）
118（W）×129（H）
×178（D）mm
50Aパイプ取付け
約3.5 kg
G 3／4（PF 3／4 F）3ヵ所
アルミニウム合金鋳物
樹脂
SUS 304
メタリックシルバー および ブルー（囲表示
方式
最小表
示
性
能 直 線 性
（検出器含まず） 繰返し性
伝送出力
伝 送 出 力 範 囲電源
消費
電力
周 囲 温 ･ 湿 度
構
造
外形
寸法
取付
方法
質量
配線口
本体
窓材
質
取付金具
塗装色）

※ 計量法検定対象品の測定範囲はpH0〜14 または pH2〜12（出荷後変更不可）

操作スイッチ・表示部

端子

図● HDM−135A型（ 2 線式）
234512120E9011E

接地端子電極リード線

電源・伝送ケーブル● HDM−136A型（ 4 線式）
23451717090 91(10) E11E

接地端子

電源ケーブル
伝送出力ケーブル−2−電極リード線

外形寸法図単位：mm● HDM−135A/136A（共通）

φ60.5

129±5

φ118±5119±550±553±5228±10178±1035±563±5● HDM−135A型（ 2 線式）

オプション端子用

電源・伝送ケーブル配線口G（PF）φ11ケーブルパッキン付き

635±563±5● HDM−136A型（ 4 線式）

取付金具（50Aパイプ用）（取付金具は左右変更可能）
電源ケーブル配線口G （PF F）（φ11ケーブル用パッキン付き）

伝送出力ケーブル配線口G （PF電極リード配線口G （PF●フード（オプション）

屋外直射日光下に設置する場合にお奨めします。
材質：SUS304
取 付 方 法：50Aパイプ取付け
コ ー ド N o .：544493K−3−）φ11ケーブルパッキン付きF）φ6リード線用パッキン付き

HDM−135A型
変換器

2 線式結線図
電極リード線＜電極リード線を直結する場合＞

120221電源・伝送出力ライン（DC 4〜20mA）

345E

E
D種

検出器

＜コネクターボックス，専用ケーブルを用いる場合＞
電極リード線FC−4型
コネクターボックス

HDM−135A型
変換器

専用ケーブル EC−10型（最長100ｍ）

12345

12345E

120221345E
E

D種

E

D種

D種

検出器

受信計＋（650Ω以下）−− ＋
DC 24V

直流電源＜薬液洗浄器RHC−7C型組合せのシステム結線例＞
出力ホールド外部入力端子♯90−♯11付きの場合（オプション）
電極リード線

直流電源
DC 24VHDM−135A型変換器
12345

伝送出力 DC 4〜20mA
負荷抵抗 650Ω以下

電源・伝送出力ライン

2021

受信計

出力ホールド指令ライン
D種

9011

薬液洗浄器

E

変換器のモードスイッチを保守側にした時，および洗浄中は伝送出力DC 4〜20mAがホールドされます。

制御部

E1314151610 (C) 1711(NO) 1812(NC) 19
9091
C DE
9293

D種

AC電源供給（AC 100V 50/60Hz）
D種

送液部
NCNOSVC

検出器

Rc 1／4

1 2

送液チューブ（テトロンブレードホース）

空気供給
減圧弁（圧力計付, 0.06〜0.1MPaGに限定）：オプション
3 1 2

Rc 1／4接続端子の説明 必要に応じて接続して下さい。

凡例
洗浄ノズル

8081

エアー
薬液＋エアー
薬液タンク−4−13,14：洗浄始動信号入力端子「閉」時間；100msec以上の無電圧「閉」接点パルス
接点容量；DC 30V，0.1A以上
15,16：洗浄停止信号入力端子「開」で停止（出荷時短絡）
内部負荷電磁弁；AC 100V，220mA
10,11,12：洗浄中信号１出力端子
洗浄中に＃10−＃11間「閉」
接点容量；AC 125V，1A
17,18,19：洗浄中信号２出力端子
洗浄中に＃17−＃18間「閉」
接点容量；AC 125V，1A

4 線式結線図
電極リード線

HDM−136A型変換器＜電極リード線を直結する場合＞

123
45伝送出力（DC 4〜20mA）

70
71
90

AC電源供給

91EE

E

D種

検出器

＜コネクターボックス，専用ケーブルを用いる場合＞
FC−4型
HDM−136A型変換器

電極リード線 コネクターボックス 専用ケーブル EC−10型（最長100m）
1122334455E

12345707190

AC電源供給91EEEE

D種

D種

検出器

受信計
（650Ω以下）＜薬液洗浄器RHC−7C型組合せのシステム結線例＞
出力ホールド外部入力端子♯10−♯11付きの場合（オプション）
電極リード線

HDM−136A型変換器
12345E

伝送出力（DC 4〜20mA）

伝送出力ライン7071

受信計（650Ω以下）

出力ホールド指令ライン
D種

901011

薬液洗浄器
制御部

E

変換器のモードスイッチを保守側にした時，および洗浄中は伝送出力DC 4〜20mAがホールドされます。

92931314151610 (C) 1711 (NO) 1812 (NC) 1990
91
C D

D種

AC電源供給（AC 100V 50 / 60Hz）
D種

送液部
NCNO

SV

8081C

Rc1／4

検出器
1 2

空気供給
減圧弁（圧力計付, 0.06〜0.1MPaGに限定）：オプション

送液チューブ
3

Rc1／4

1 2

接続端子の説明 必要に応じて接続して下さい。

凡例
洗浄ノズル

エアー
薬液＋エアー
薬液タンク−5−13,14：洗浄始動信号入力端子「閉」時間；100msec以上の無電圧「閉」接点パルス
接点容量；DC 30V，0.1A以上
15,16：洗浄停止信号入力端子「開」で停止（出荷時短絡）
内部負荷電磁弁；AC 100V，220mA
10,11,12：洗浄中信号１出力端子
洗浄中に＃10−＃11間「閉」
接点容量；AC 125V，1A
17,18,19：洗浄中信号２出力端子
洗浄中に＃17−＃18間「閉」
接点容量；AC 125V，1A

製品コード

HDM135A−2−

HDM136A−2−

AB
C
DEFGY
01A
B

★：検定不可特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z

0
10
1
2
30
101A
B
01

伝送出力（DC 4〜20mA）範囲
0〜14pH0〜10pH★
0〜 8pH★
2〜12pH4〜14pH★
4〜10pH★
6〜14pH★
その他指定＊1＊2
出力ホールド外部入力なしあり
表面仕上げ（塗装）＊3標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊4なし
あり
配線口アダプター組込み
3／
標準なし G 3／（PF44）
1／G 1／（PFSUS 304
22）
1NPT ／2 SUS 304
NPT 3／4 SUS 304
電極リード線引込み方法
電極リード線直結
EC−10型専用ケーブル（FC−4組合せ）
フード（日除け）の有無
なし
あり（コードNo.544493K）
表記の形態
標準
英文指定
毎個検定なし＊5あり（検定証印・検定済証付）

＊1

12A
B
CDE
FGY01A
B★：検定不可0

特殊仕様のコード1
数字の桁：9英字の桁：Z

0
1230
101A
B

＊1. 伝送出力範囲（DC 4〜20mA）の設定可能範囲は，0.1pH単位の2 pH幅以上です。この範囲でご指定ください。
＊2. JHC/BHC/BJHC/RHC型（UHC型は除く）各洗浄器と組み合わせる場合は，「あり」をご指定ください。洗浄中に伝送出力をホールドします。
＊3. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタン樹脂上塗り，平均膜厚100μm以上です。
＊4. 電源伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊5. 毎個検定ありの場合の測定範囲は，pH0〜14またはpH2〜12です。

01

電源電圧
AC 90V〜132V 50/60Hz
AC 180V〜264V 50/60Hz★
伝送出力（DC 4〜20mA）範囲
0〜 14pH0〜 10pH★
0〜 8pH★
2〜 12pH4〜 14pH★
4〜 10pH★
6〜 14pH★
＊2
その他指定出力ホールド外部入力＊3なし
あり
表面仕上げ（塗装）＊4標準塗装
重防食塗装
アレスター内蔵＊5なし
あり
配線口アダプター組込み
3／なし G3／（PF標準44）1／ ）SUS304
G1／（PF22
NPT1／2 SUS304
NPT3／4 SUS304
電極リード線引込み方法
電極リード線直結
EC−10型専用ケーブル（FC−4組合せ）
フード（日除け）の有無
なし
あり（コードNo.544493K）
表記の形態
標準
英文指定
毎個検定なし＊6あり（検定証印・検定済証付）＊1. 電源電圧は，AC 100V系とAC 200V系のフリー電源ですが，JHC/BHC/BJHC/RHC型各洗浄器と組合せる場合は，AC 100V供給限定となります。
＊2. 伝送出力範囲（DC 4〜20mA）は，0.1pH単位の 2 pH幅以上です。
この範囲で指定してください。
＊3. JHC/BHC/BJHC/RHC型（UHC型は除く）各洗浄器と組合せる場
合は，「あり」を指定してください。洗浄中に伝送出力をホールドします。
＊4. 標準塗装は，メラミン樹脂下塗り・上塗り，平均膜厚30μm以上です。重防食塗装は，エポキシ樹脂下塗り・中塗り，ポリウレタ
ン樹脂上塗り，膜厚100μm以上です。
＊5. 電源ラインと伝送ラインにセラミックサージアレスター（簡易的）を取り付けます。
＊6. 毎個検定ありの場合の測定範囲は，pH0〜14またはpH2〜12です。

オプション○ 伝送出力ホールド外部入力端子○ フード（日除け）

水ジェット洗浄器，薬液洗浄器や，パルスエアジェッ
ト洗浄器からの洗浄中信号を受信すると，伝送出力が直射日光下設置の場合，必要です。
○ 重防食塗装

ホールドされます。

耐塩害，耐腐食性雰囲気に対応できます。

−6−● コ ネ ク タ ー ボックスと専用ケーブル

φ101±225〜50A

パイプ

70±290HDM型変換器と検出器が離れて設置され，電極リード線長さ（5m）が不足する場合に中継・延長します。
それぞれ，当社pH計専用の高絶縁特殊シールド構造です。

130

HDM−135A/136A型と組合せる関連機器（補器）です。
必要に応じてご用命ください。

220±10

メンテナンス
スペース

関連機器

製品
名：コネクターボックス型名：FC−4構
造：現場設置防雨構造
取 付 方 法：25A〜50Aパイプまたは壁，板に取付け可能材
質：ABS樹脂
塗
装
色：梨地クロームメッキ，メタリックシルバー
質
量：約0.9kg

70±290︵G50電極リード線配線口（G ）73

ケーブル配線口 ︶124±104−M8ボルト／φ10穴±2製品
名：専用ケーブル型
名：EC−10
外径：φ8絶縁
物：ポリエチレンおよびビニール
外
被：ビニール
芯線間絶縁抵抗：10 5MΩ以上/100m
延 長 距 離：最長100m，途中中継使用不可
標
準長：5m〜100mまで 5 m単位
質
量：約0.5kg / 5 m

導体（0.3mm2）
介

在

布テープ巻
シールド
PVCシース
ポリエチレン絶縁体（青色）

ポリエチレン絶縁体（自然色）
半導電性PVC
シールド
PETテープ巻
ポリエチレンコアシース（黒色）
導体（0.3mm2）
ポリエチレン絶縁体（緑色）ポリエチレン絶縁体（赤色）● 電源ユニット

2 線式HDM−135A型へDC 24V電源を供給するユニットです。
型
名：PA−24＋3出力定格電圧：DC 24V −1 V
出力定格電流：2〜22mA（2台の計器の並列接続は不可）
電源：AC 100V±10％ 50/60Hz
周 囲 温 度：−5〜55℃
構
造：屋内用，プラグイン型
質
量：約300g※端子台より出力伝送信号

一般公差±5mm

DC 4〜20mAを取出し可能。

−7−

組合せ検出器
HDM−135A/136A型の組合せ検出器（電極ホルダー）は，チップ交換式 pH電極用と一体（従来）型KCl補給式 pH電極用があります。それぞれ浸漬型，流液型，材質など試料水の測定条件に応じて選定をお願いします。
仕様詳細につきましては，それぞれ別冊の検出器編スペックシートをご参照ください。
● チップ交換式pH電極用検出器

分KCl
補給式類浸漬型
流液型
微量型

KCl無補給式

浸漬型

用型

名接液材質

特長pH電極GSS−314B
耐侯性に優れた屋外用（一般用）
耐熱性に優れた屋内用
GSS−314A
ヘッド圧式もあり（高アルカリ用）
ヘッド圧式もあり，ステンレス製
GSS−314F（耐ふっ酸用）ケース 耐圧0.3MPa

プロセス一般用（60℃以下）

HC−G70

PVC

プロセス高温用（80℃以下）

HC−G70PP

プロセス一般用加圧式（60℃以下）

HC−G80P

PVC

プロセス高温用加圧式（80℃以下）

HC−G82P

ボイラー水・純水用

HC−G65アクリル

排水処理用（60℃以下）

HC−G70PVC

耐侯性に優れた屋外用

HC−G70PP

耐熱性に優れた屋内用

SUS316

強度が高いステンレス製

排水処理高温用（80℃以下）
排水処理用

流液型

途

HC−G72

落し込み式

HC−G95

排水処理用（60℃以下）

HC−G80

排水処理高温用（80℃以下）

HC−G82PP

SUS316PVC

SUS316試料水電気伝導率が0.1〜100μS/cmで測定可能

保守性に優れた深槽用

PVC

内部液の加圧不要

SUS316

内部液の加圧不要
耐圧0.3MPa

PPGSS−314P
GSS−304B（一般用）
GSS−304A（高アルカリ用）
GSS−314F（耐ふっ酸用）● 一体（従来）型KCl補給式pH電極用検出器

分浸漬型

用類

途名

接液材質

特長

HC−703Ｃ

PVC

耐侯性に優れた屋外用

プロセス用（高温HC−763

PP

耐熱性に優れた屋内用

プロセス用（高温・耐薬品）

HC−703Ｆ

PVDF

ポリふっ化ビニリデン製

プロセス用（高温・耐有機溶剤）

HC−703Ｔ

80℃以下）

プロセス一般・排水処理用 挿入型
加圧式（80℃以下）
流液型

型

プロセス一般・排水処理用（60℃以下）プロセス一般・排水処理用
加圧式

PP製ケース付プロセス一般・排水処理用
加圧式

SUS製ケース付

PFA

PTFE

pH電極
5600（一般用）
5605（耐ふっ酸用）
5601

ふっ素樹脂製

HC−880PP

耐圧0.15MPa

NHC−882PP

耐圧0.15MPa

NHC−883

PP SUS316

耐圧0.3MPa

5602

5610（常温用）
5611（高温用）● 発行日

2019-12-13

H-9-10SA