SPECIFICATION SHEET
大気中オゾン計（自治体基準器対応）

GUX−300B型

本器は，「紫外線吸収方式」を採用したオゾン（O 3）計で環境大気中の微量なO 3を安定に測定することができます。
本器の仕様についてはJIS B 7957：2006を基本にしています。
また，大気中のオゾン自動測定器，オキシダント自動測定機の校正に用いるオゾン濃度を値付けする自治体基準器の性能要件を満たしています。

特長○ 液晶タッチパネルを採用し，操作は対話方式とすることで設定を容易にしました。また，液晶上で各データーの履歴表示や推移グラフを簡単に表示できます。
○ Ethernetインタフェースユニット（オプション）を搭載することで，LAN経由でデーター収集やリモート操作も可能です。また，ネットワークユニット（オプション）を接続することで，従来の100シリーズおよび200シリーズと同様のネットワークで加入電話回線を経由し，データーを収集することができます。
○ 分析計に記録された測定値（瞬時値，1時間平均値）や分析計内の状態（温度，圧力，流量）およびゼロ偏差，スパン係数，アラーム，イベントの履歴を注）CFカード（オプション）へ記録することができます。CFカードのファイルは，CSVファイルとなっているためデーター編集が容易に可能です。また，データー種類（1分値，1時間値，アラーム，イベントなど）も年または月単位で分けられており，データー整理が簡易的に行えます。
○ CFカードは前面から着脱できます。

注）CFカードに記録できるデーター数は下記の通りです。
（CFカードは当社の専用純正品のみ使用可能です。
）
データーの例（256MB）：約12年分（通常記録のみ）○ 塗装をなくし，製造段階で発生するVOCを抑え，環境に配慮した設計となっています。

標準仕様
製品
名：大気中オゾン計（自治体基準器対応型）型
名：GUX−300B
測 定 対 象：大気中のオゾン（O3）測 定 方 式：紫外線吸収方式

測 定 範 囲：0〜0.1/0.2/0.5/1.0ppm
瞬 時 値；手動/自動切り替え
1時間平均値；手動/自動切り替え
入 出 力 信 号：
ア ナ ロ グ；DC 0〜1V
伝 送 出 力 （入出力絶縁，ただし各出力信号間非絶縁）
瞬時値および 1 時間平均値（内部抵抗 500Ω以下，負荷抵抗 100kΩ以上）
接点出力信号；調整中信号，校正中信号，アラーム信号
接点容量；DC 50V 0.2A
AC 100V 0.1A
接点入力信号；外部リセット信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
接点時間…200ms〜300s
観測局停止信号
開放電圧…DC 5V（短絡電流 2.5mA）
注）外部リセット信号は観測局停止信号が閉の時のみ有効：± 1 ％FS以内
直線性（指示誤差）繰 返 し 性：± 1 ％FS以内（0.5％FS）以下
最少検出限界：0.5ppb
安定性：ゼロドリフト…±2 ppb/日以内±4 ppb/週以内
スパンドリフト…±1％FS/日以内±1％FS/週以内（90％応答）応 答 時 間： 2 分以内；4 ppb以下
干渉成分の影響：湿度の影響トルエンの影響；4 ppb以下
暖 機 時 間：約 2 時間
周 囲 温・湿 度：０〜 40℃，85％RH以下
電源：AC 100V±10％，50/60Hz
消 費 電 力：最大 150VA，平均 60W
試料大気流量：約 1.8 L/min（20℃，1013.3hPa）
×225（H）mm ゴム足付き
外 形 寸 法：399（W）×520（D）
質
量：約 17kg
その他の機能：温度補正機能
圧力補正機能関 連 機 器：ネットワーク関連機器
ゼロガス精製器付きオゾンガス発生器
OZ−200型

測定原理
この測定法は，紫外線による吸光光度方式です。オ

また，濃度をppm，オゾンの吸光係数を標準状態

ゾンガスは紫外線の254nm付近で，最大の吸収帯を持（273K，latm）の値として表現すると，気体の状態方程っています。これを利用して，オゾンガスの吸光度を光電的に測定し，ランベルトベールの法則によってオ式から，次式のようになります。

ゾンガス濃度を求めます。ランベルトベールの法則によると，次式の関係が成り立ちます。
3 ppm）=O（セル長LI0
入射光濃度
CI
透過光I
=10 −aLC
I0−1I 1
T・10 6・log10 ・ ・K・L
IO P 273

I ：試料大気を試料セルに導入したときの透過光強度
IO ：オゾン分解器でオゾンを除去した比較ガスを試料セルに導入したときの透過光強度
K ：オゾンの吸光係数（134cm−1・atm−1）
O3 ：オゾン濃度（ppm）
L ：セル長（cm）
T ：ガスの温度（K）
P ：セル内の圧力（atm）

IO ：入射光I ：透過光a ：吸光系数（mol−1・cm−1）
C ：オゾン濃度 （mol/L）
L ：セル長（cm）
このランベルトベールの法則に基づき，オゾンの吸光係数，試料セルの長さ，試料セル内の温度および圧力が正確に分かっていれば，オゾンによる透過率の減少を測定することにより，オゾン濃度を求めることができます。
この装置の場合は，オゾン分解器でオゾンを除去した比較ガスを試料セルに導入したときの透過光強度が I 0に相当し，試料大気を試料セルに導入したときの透過（JIS B 7957 大気中のオキシダント自動計測器「解説」より）光強度が I に相当します。

動作説明
試料大気はダストフィルターを経た後，直接試料セル○ 電気系統に至る測定流路と，オゾン分解器を経由する比較流路に光源ランプの光は，ビームスプリッターにより参照光分かれます。これらの流路を経た試料ガスは試料切替えバルブにより交互に試料セルに送られます。試料セルでを測定すると共にセルを通過しオゾン量と比例した吸収はオゾンの吸収帯である254nm付近の紫外線吸収が測定を受けてフォトダイオードに入ります。フォトダイオー
ドはオゾン分解器を通った比較用のガスと，試料大気そされ，両流路の光量比からオゾン濃度の演算を行います。のままのガスを交互に測定し，その透過光量の比を演算また，試料セルの温度と圧力を測定して補正しています。

してオゾン濃度を求めます。

○ ガス系統試料大気はフィルターとセルを通過し，ポンプで排出されます。

また，オゾン分解器，光源ランプの温度調節，検出部温度によるファンの動作制御など，精密なコントロールを行っています。

目盛り校正について
本製品は，当社基準器（紫外線吸収法）にて校正済みです。
ご使用に際しましては，必要により環境大気常時監視マニュアル第 6 版にもとづき，お客様にて再校正の上ご使用願います。

測定系統図

外部端子図

7071
7273

瞬時値アナログ
伝送信号出力（DC 0〜1V）
平均値アナログ
伝送信号出力（DC 0〜1V）

747576
7730

COM

31

調整中信号出力32

アラーム1信号出力33

アラーム2信号出力

34

校正中信号出力

35
36
37
38
50

COM

51

リセット信号入力

52

観測局停止信号入力

535455

外形寸法図ETHERNET用
コネクター

単位：mm

A面：オプション詳細

（577）
20399

520
500

ネットワーク用
コネクター

（20）
A面

RS232C用コネクター
216

フィルターケース

記録計用コネクター
外部端子用コネクター
電源スイッチ

排出口

試料大気導入口
スライドレール

電源入口

アース端子 冷却ファン

AAAネットワークシステム用コネクター

製品コード● 大気中オゾン計

GUX−300B型

GUX300B−0−1909AB
CZ019
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：ZA
B
01019

電源＊1. 「通信ユニット」は，モデム通信やパソコンとの通信を行うためのAC 100V 50/60Hz出力コネクタユニットのことです。
特殊
標準としては，単独通信用のRS−232Cを装着しますが，他計器を含測定範囲めて行うときは，ネットワークユニットを選びます。
0〜0.1/0.2/0.5/1.0ppm＊2. 自治体基準器として手配する場合，簡易外部端子ユニット付きを選特殊択してください。
＊1通信ユニット
この場合，背面パネルにアナログ伝送出力と接点入出力（レンジ信RS−232Cユニット（標準）号は不可）を端子にて出力します。
ネットワークユニット（当社独自）
アナログ伝送出力はDC 0〜1Vが標準です。DC 4〜20mAも可能でイーサネット（LAN）
すが，詳細は営業窓口にお問い合わせください。
特殊＊3. ゼロガス精製ユニットは通常必要ありません。御社仕様で指定があ＊2
伝送出力った場合「あり」を選択ください。
なし＊4. プリンター「あり」の場合は，RS−232C出力はできなくなります。
簡易外部端子ユニット（標準）特殊注1. 本製品は自治体基準器対応のオゾン計です。常時監視用としてラッ＊3
ゼロガス精製部内蔵
クに組み込む場合は，GUX−313B型を選定してください。
なし（標準）
2. 必要に応じて，OZ−200型オゾンガス発生器などの動的校正に用いあり（7302210U）る機器の手配を行ってください。
把手の有無
3. CFカードが必要な場合は，別途手配してください。
なし（標準）
コードNo.6958270K
あり＊4プリンタなし（標準）
あり
特殊