Xシリーズ

X

卓上型水質計pH

ORP

seriesDesktop water quality meter

電気伝導率

溶存酸素

イオン

卓上型水質計

大型タッチパネル搭載

Xシリーズ
マルチ水質計MM-43X

pHメータ

HM-41X

pH・イオンメータ HM-42X

電気伝導率計

CM-42X
CM-41X

大きくて見やすい表示

フラットパネルでお手入れ簡単

縦置き

横置き

壁掛けも可能優れたシステム拡張性
ターンテーブルPC

外部プリンター

BluetoothによるPC通信も可能 !

（メーカーオプション）

1充実した画面表示
縦画面・横画面の
切替表示

2ch表示

測定値の安定が一目でわかるグラフ表示

タッチ操作で文字や数字の入力が可能

見やすいメニュー画面

メンテナンス情報も充実

わかりやすい、取り扱いやすい電極／スタンド
やわらかいリード線

赤：pH
黄：ORP
白：電気伝導率

スムーズな動き

青：溶存酸素電極カラーによるわかりやすい識別
鉛フリー

RoHS対応のDO電極

2

Xシリーズ ラインアップ
タッチパネル搭載タイプ
マルチ水質計pH

MM-43X
本体価格

ORP
電気伝導率

￥300,000

センサは別売

電気抵抗率
塩分

2ch
タイプ

濃度
TDS

pH・イオンメータ

HM-42X

イオン

pH複合電極 GST-5841C添付

電気抵抗率
塩分

セット価格 ￥250,000濃度

電気伝導率セル CT-58101B添付

USB

TDS

USBメモリー/PC接続対応￥200,000

電気伝導率

CM-42X

ORP

セット価格 ￥220,000

本体価格

電気伝導率計pH

本体価格

外部プリンター￥200,000（全溶存固形物量）USB

ターンテーブル（全溶存固形物量）

溶存酸素

GLP/GMPイオン

Bluetooth

USBメモリー/PC接続対応外部プリンターターンテーブルUSB

JP18

USBメモリー/PC接続対応USP645

外部プリンター

GLP/GMP

ターンテーブル

Bluetooth

JP18
USP645
GLP/GMP
Bluetooth

カスタムLCDベーシックタイプ
pHメータ

pH

HM-41X

ORP

セット価格 ￥150,000USB

PC接続対応pH複合電極 GST-5821C添付

本体価格

外部プリンター
乾電池動作￥130,000

電池寿命
最大2500時間

BluetoothによるPC通信機能について

電気伝導率計電気伝導率

CM-41X

セット価格 ￥200,000￥150,000

ション（工場出荷時のオプション)とな

塩分

電気伝導率セル CT-58101B添付

本体価格

Bluetooth通信機能はメーカーオプ

電気抵抗率

りますので、注文時にご指定ください。

TDS

また、
本機能は後から追加もできます。

（全溶存固形物量）

詳細はお問い合わせください。
（対応OS：Windows10）USB

PC接続対応※日本国内のみ使用可能

外部プリンター
乾電池動作

JP18製薬用水の
電気伝導率自動安定判断機能について

電池寿命
最大1000時間

JP18改訂※に対応した電気伝導率セルを用意しております。
※JIS K 0130に 準 拠した 塩 化 カリウム 標 準
液を用いて校正

標準添付品
MM-43X電極
アタッチメント
ポリビーカー
150mL（3個）
ACアダプター
電源コード
アース線

HM-42X

J
0IB00005 pH複合電極※
DP 0IB00007 pH6.86標準液
ION 0IB00006 500mL
pH4.01標準液
0DE00001
500mL

HM-41X

CM-42X

GST-5841C pH複合電極※
143F192

pH6.86標準液
500mL

GST-5821C 電気伝導率セル※
143F192

143F191

pH4.01標準液500mL

143F1917430880K 比較電極内部液 50mL
比較電極内部液 50mL
118C229 ポリビーカー
ポリビーカー
0DE00001
0DE00001
150mL（3個）
7439370K 150mL（3個）
ACアダプター
7430880K 単3形アルカリ乾電池 4本
電源コード118C229 （サンプル提供品）
アース線〔すべてのタイプに共通の添付品〕
電極ホルダー 7430850K
傾斜スタンド 7430870K

X0979500 アース線

電極スタンド（支柱、ストッパー付き） 7430860K
取扱説明書

ポリビーカー
150mL（1個）
ACアダプター
電源コード
アース線

CM-41X

CT-58101B 電気伝導率セル※

ポリビーカー
0DE00001
150mL（1個）

CT-58101B
0DE00001

7430880K 単3形アルカリ乾電池 4本
118C229 （サンプル提供品）
7439370K アース線
X0979500

X0979500

電極アタッチメント G（MM-43Xは2個） 0IB00004※本体のみご購入の場合は、電極・セル添付されません3

多検体の連続自動測定に対応

TTT-710 ターンテーブル●¥900,000〜●最大100検体の連続自動測定が可能

用途に応じた4種類のテーブル（12、18、36、60検体）を用意。
さらにメーカーオプションで100検体テーブルでの測定も可能です。

●豊富な電極洗浄モードを用意

標準として純水によるシャワー洗浄を装備。
オプションでバブリング洗浄・薬液洗浄・エアーブローにも対応できます。

●分析計用設置台を用意（オプション）

分析計を含めた省スペース化に対応すべく、専用の分析計設置台を用意しました。

■仕様
表示

LCD
200mLビーカー、300mLトールビーカー(当社推奨品：AGCテクノグラス社製またはHARIO社製ガラスビーカー)
100mLトールビーカー
18検体
検体数／
(当社推奨品：AGCテクノグラス社製またはHARIO社製ガラスビーカー)
対応
30mLビーカー、50mLトールビーカー
ビーカー 36検体(当社推奨品：AGCテクノグラス社製ガラスビーカー)
60検体 20mL専用ビーカー (日電理化硝子社製 H-20型)
100検体 20mL専用ビーカー (日電理化硝子社製 H-20型)
標準：マグネチックスターラー方式
撹拌方式
オプション：プロペラ撹拌方式
RS-232C(X/Rシリーズ、AUT-801/701、TA-70、TS-70、TP-70制御用)
OPTION2 (Rシリーズ)制御用入出力
自動ビュレット (ABT-511)制御用入出力
外部制御入出力
外部コントロールボックス制御用入出力
エアーポンプボックス制御用出力
液レベルセンサ信号用入力 (洗浄水1、廃液)
プロペラ撹拌ユニット用電源出力①純水シャワー → エアーブロー②純水バブリング → 純水シャワー → エアーブロー③薬液シャワー → 純水シャワー → エアーブロー④薬液バブリング → 純水シャワー → エアーブロー⑤薬液バブリング → 純水バブリング → 純水シャワー → エアーブロー⑥薬液バブリング → 薬液シャワー → エアーブロー⑦薬液シャワー → エアーブロー
洗浄モード⑧薬液バブリング → 純水バブリング → 薬液シャワー → エアーブロー⑨ユーザー洗浄 (洗浄の順番をランダムに設定可能)
ユーザー洗浄はXシリーズを接続した場合のみ有効＊エアーブロー洗浄はオプションのエアーポンプボックス使用時有効＊バブリング洗浄はオプションのエアーポンプボックス、廃液弁使用時有効＊薬液洗浄についての詳細はお問い合わせください
洗浄時間
0～9999秒
エアーブロー回数
1～9回
繰返し測定回数
1～9回
測定終了検出
エンド検出ピン または 終了テーブルナンバー設定による検出
測定前撹拌時間
0～9999秒
測定前待ち時間
0～9999秒
洗浄水1 (純水)：空
タンク液レベル洗浄水2 (薬液)：空 (オプションの薬液用レベルセンサ接続時)
警報
廃液：満
性能保証温度
5～40℃
電源AC100～240V 50/60Hz
AC100V使用時：最大約60VA
標準
AC240V使用時：最大約90VA
消費電力
オプション AC100V使用時：最大約100VA
接続時 AC240V使用時：最大約130VA
約440(幅)×409(高)×391(奥)mm (テーブル板未装着時)
外形寸法
約566(幅)×409(高)×507(奥)mm (テーブル板装着時)
約566 (幅)×534 (高)×507 (奥)mm (稼働時最大寸法)
約16kg (テーブル板未装着時)
本体質量約18kg (テーブル板装着時)
12検体■標準添付品

品名
テーブル板（12、18、36、60検体より1種類指定）
12検体用
18検体用
36検体用
60検体用
電極カートリッジ（検体数／用途により1種類指定）
1CHカートリッジ1（X）
1CHカートリッジ2（X）
1CHカートリッジ3（X）
2CHカートリッジ1
2CHカートリッジ2（X）
2CHカートリッジ3
マルチカートリッジ
サンプル吸引カートリッジ
洗浄水タンク（10L 液レベルセンサ付き）
廃液タンク（10L 液レベルセンサ付き）
洗浄水チューブ（3m）
廃液ホース（1.5m）
エンド検出ピンOリング
ホフマンピンチコック小
電源コード2P-3P変換アダプター
ディスポビーカー 200mL
取扱説明書

コード番号
7401540U
7401550U

7401560U
7401570U
7505010K

7505020K

7506840K
6597970K

7505030K
6597940K

6597980K
6597980K――――

7401630U
115A006

126C049
118C025
102J040

136C179―■オプション

品名
ターンテーブル接続用RS-232Cケーブル（2ｍ）（HM-42X、CM-42X、MM-43X接続用）
ABT-511接続ケーブル
エアーポンプボックス（エアーブロー用）
エアーポンプボックス（エアーブロー + バブリング用）
TTT-710用廃液弁（ピンチコック）
TTT-710用廃液弁（電磁弁）
プロペラ撹拌ユニット（12、18検体テーブル用）
プロペラ撹拌ユニット（36検体テーブル用）
プロペラ撹拌ユニット（60、100検体テーブル用）
分析計用設置台（Xシリーズ用）

会員制サービスサイト案内 （すでに対象商品をお持ちの方も登録できます）

コード番号7433040K
7401750K

7400560U
7401640U
7401650U

7401660U
7401670U

7401680U
7401690U
7451570U

会員制サービスサイト

対象製品をご購入後、ユーザー登録をしていただくと下記特典が受けられるようになります。
■ 取扱説明書を無料ダウンロード■ 専用データ集録ソフトを無料ダウンロード（一部製品を除きます）■その他関連情報をお知らせいたします。

Xシリーズ

製品紹介・お役立ち動画＊ご購入製品、ご使用製品ごとの登録になります。
詳しくは当社Webサイトをご覧ください。

当社 Web サイトや YouTube にて、
X シリーズの特長や、測定のポイントなどについて紹介した動画をご覧いただけます。
4電極『キャル・メモ』センサ：センサ自身に型式・製造番号・校正データをメモリー

pH/ORP●GST-5700シリーズの電極も接続できます。

電極

pH複合電極用途

ORP複合電極

キャル・メモ非対応

価格

pH、ORP

温度

計量法
型式承認

Strong

Float

銀イオン
トラップ

GST-5841C

一般用¥32,000

pH0〜pH14

0〜100℃

S162

○

○

○

GST-5821C

一般用￥28,000

pH0〜pH14

0〜100℃

S162

―

○

○

GST-5841S

含有機溶媒用¥45,000

pH0〜pH14

0〜100℃

S161

○

○

―

GST-5842S

精密測定用¥50,000

pH0〜pH14

0〜60℃

S161

○

○

―

GST-5823S

精密微量用¥63,000

pH0〜pH11

0〜60℃

―

―

○

―

GST-5824C

つきさし用¥50,000

pH0〜pH12

0〜60℃

―

―

○

―

GST-5845C

微量用¥45,000

pH0〜pH130〜100℃

S162

○

―

―

GST-5846C

極微量用¥70,000

pH0〜pH13

0〜60℃

S162

○

―

―

GST-5847C

試験管用¥40,000

pH0〜pH130〜100℃

S162

○

―

―

GST-5848C

極細試験管用¥75,000

pH0〜pH13

0〜60℃

S162

○

―

―

GST-5820C

流通用¥55,000

pH0〜pH12

0〜60℃

―

―

○

―

GST-5851C

高アルカリ用¥35,000

pH0〜pH14

0〜100℃

S151

―

○

○

pH2〜pH12

0〜50℃

―

―

○

―

0〜100℃

―

―

○

○

―

―

○

○

ELP-040
ORP複合電極

測定範囲¥60,000

ふっ酸浴用（ガラス電極チップ込み）

5082L（ELP-040用） ガラス電極チップ¥20,000

PST-5821C¥40,000

計器の指示範囲¥32,000―
計器の指示範囲(温度センサなし)

PS-5011C

一般用
HM-41X用

pH1.68標準液

500mL

143F194¥1,300

pH4.01標準液500mL

143F191¥1,300pH6.86標準液

500mL

143F192¥1,300

pH9.18標準液

500mL

143F193¥1,300pH10.02標準液

500mL

143F195¥1,300

0BG00011¥3,000比較電極内部液 RE-4 50mL×3

ORPチェック液（pH標準液4.01 500mL＋キンヒドロン粉末）

143F196¥2,000ORP電極研磨剤 10mL

AO-001¥2,000先端部の強度を増した割れにくいガラス電極
内部液の交換目安を一目で判断できるフロートを内蔵
比較電極に溶解する銀イオンの流出を防止
液絡部のつまりを軽減し、測定の安定性を確保

5

GST-5841C

GST-5821C

GST-5841S

GST-5842S

GST-5823S

GST-5824C

GST-5845C

GST-5846C

GST-5847C

GST-5848C

GST-5820C

GST-5851C

PST-5821C

PS-5011C

電気伝導率●CT-57000/87000シリーズのセルも接続できます。

セル
浸漬型
電気伝導率セル

流通型
電気伝導率セル

用途

測定範囲

価格

電気伝導率

温度

CT-58101B

一般用¥75,000

100μS/m〜10S/m｛1μS/cm〜100mS/cm｝

0〜100℃

100m -1

CT-58101C

低電気伝導率用¥93,000

5μS/m〜1S/m｛0.05μS/cm〜10mS/cm｝

0〜100℃

10m -1

CT-58101A

高電気伝導率用¥75,000

1mS/m〜100S/m｛10μS/cm〜1S/cm｝

0〜100℃

1000m -1

CT-88101B

一般用¥100,000

100μS/m〜10S/m｛1μS/cm〜100mS/cm｝

0〜100℃

100m -1

CT-88101C

低電気伝導率用¥300,000

5μS/m〜1S/m｛0.05μS/cm〜10mS/cm｝

0〜100℃

10m -1

CT-88102A

高電気伝導率用¥180,000

10mS/m〜100S/m｛100μS/cm〜1S/cm｝

0〜100℃

2000m -1

¥75,000(フローセルは別売)

5μS/m〜20mS/m｛0.05μS/cm〜200μS/cm｝

0〜80℃

1m -1

CT-27111D

純水用

ECセル用チェック液0.01mol/kg 100mL (4本) 25℃において140.8mS/m

143A144

ECセル用チェック液0.1mol/kg 250mL (2本) 25℃において1282mS/m

143A143¥6,000フローセル (PP製)

接続口径：外径8mm×内径4mm

CEF-22A¥20,000

フローセル (SUS製) 接続口径：外径8mm×内径6mm

CEF-23A¥40,000

CT-58101B

CT-58101C

溶存酸素

電極

溶存酸素電極セル定数

CT-58101A

CT-88101B

用途

価格

OE-273AA

浸漬/投込み用¥75,000

OE-473AA

ふらん瓶用(撹拌機能付き)¥170,000

OE-473BA

ラボ/ふらん瓶用※(無流速測定対応)¥160,000¥6,000CT-88101C

CT-88102A

CT-27111D（フローセル付き）

測定範囲

標準隔膜使用時：0〜20mg/L 0〜50℃
高濃度隔膜使用時：0〜50mg/L(高濃度隔膜セットは別売)
0〜20mg/L 0〜50℃

測定方式
隔膜式
ポーラログラフ法※BOD測定など高精度測定をする場合は、撹拌が必要です。
隔膜セット OE-273AA用（3個）

0CC00001¥4,200隔膜セット OE-273AA高濃度ＤＯ用（3個）

0CC00002¥6,000隔膜セット OE-473AA用（3個）

0CC00003¥6,500隔膜カートリッジ OE-473AA用 (5個)

ＯCT-2502¥6,000隔膜セットOE-473BA用（3個）

0CC00022¥6,500電解液 R-12 50mL (3本)

143H008¥5,000

亜硫酸ナトリウム 50g

143A030¥1,000OE-273AA

OE-473AA

注1)

下記の溶存酸素電極はMM-43Xで使用できません。
ガルバニ電池法電極（電解液はR-9を使用）
OE-270AA/570BA、OE-470AA/470BA

注2)

ふらん瓶用電極（OE-473AA/OE-473BA）
は下記ふらん瓶での測定を推奨します。
テーパ規格 TS19/22（容量100mL）

OE-473BA

6

イオン

電極

価格

イオン交換チップ-

ふっ化物イオン複合電極
F-2021¥130,000

F-200（固体膜）¥60,000

0.019〜19,000mg/L（pH5〜pH6）F

OH =10
HPO42－、
HCO3－=103（pH 7〜pH8） Cl－、Br－、I－、NO3－、SO42－、S2O32－=105

塩化物イオン複合電極
CL-2021¥100,000

CL-200B（固体膜）¥30,000

1〜35,000mg/L（pH5〜pH6）

Cl -S2－=共存不可
CN－、I－=10－5

シアン化物イオン複合電極
CN-2021

CN-200B（固体膜） 0.003〜26mg/L¥100,000¥35,000（pH12〜pH13）

CN -S2－=共存不可 I－=10－1 S2O32－=101
Br－=103 NO3－、SO42－、PO43－=104 CO32－、Cl－、F－=105

ナトリウムイオン複合電極
NA-2011¥100,000

NA-100B（ガラス膜） 2.3〜23,000mg/L¥40,000（pH10〜pH11）Na+

カリウムイオン複合電極
K-2031¥100,000

K-300B（液膜）¥40,000

0.39〜3,900mg/L（pH5〜pH6）

K+

カルシウムイオン複合電極
CA-2031¥100,000

CA-300（液膜）¥35,000

0.4〜40,000mg/L（pH5〜pH6）

Ca2+ Pb2+=101
Fe 2+、Cu2+、Ni2+、Mg2+=103 Cd2+、Mn2+、Zn2+、Ba2+=104

硝酸イオン複合電極
N-2031¥100,000

N-300（液膜）¥30,000

0.62〜62,000mg/L（pH5〜pH6）

NO3- I－=10－3 Br－、NO2－=100 Cl－=101
CH3COO－、SO42－、CO32－、F－=102

アンモニア電極（隔膜電極）
AE-2041¥120,000―

0.09〜1,800mg/L（pH12以上）

NH4+

炭酸ガス電極（隔膜電極）
CE-2041¥120,000―

溶存ガス
1.49〜1,490mg/L

臭化物イオン複合電極
BR-2021¥100,000

BR-200（固体膜）¥40,000

0.8〜80,000mg/L（pH5〜pH6）Br-

S2－=共存不可
CN－、I－=10－4

よう化物イオン複合電極
I-2021

I-200（固体膜）¥106,000¥35,000

0.01〜127,000mg/L（pH5〜pH6）l-

S2－、還元性物質=共存不可
S2O32－=101 SCN－=103

カドミウムイオン複合電極
CD-2021

CD-200（固体膜）¥110,000¥38,000

0.01〜1,120mg/L（pH5〜pH6）

Cd2+ Hg2+、Ag+、Cu2+=共存不可
Pb2+、Fe3+=100 Cr3+=102

CU-200（固体膜）¥38,000

0.06〜630mg/L（pH5〜pH6）

Cu－

銀イオン複合電極
AG-2021

AG-200（固体膜）¥100,000¥38,000

0.1〜108,000mg/L（pH5〜pH6）

Ag+

硫化物イオン複合電極
S-2021

S-200（固体膜）¥100,000¥35,000

0.3〜32,000mg/L（pH13以上）

S2-

F-1000

2+

0LF00001¥4,000500mL

143F391¥3,500143F393¥6,000143F392¥6,000CL-1000

500mL

143A281¥3,500NA-1000

500mL

143E031¥3,500500mL

143B482¥4,000CA-1000

500mL

143B481¥4,000500mL

143C486¥3,500

NO3-N

500mL

143C487¥3,500NH4-1000

500mL

143A041¥3,500500mL

143A042¥3,500

143D044¥5,000500mL

143C483¥4,000500mL

143H091¥4,000NO3-1000

NO3 -N標準液
NH4標準液NH4 -N標準液

NH4-N

炭酸ガス電極校正用粉末
Br標準液
I標準液

CGS-111 1L用 (10袋)

BR-1000
Ｉ-1000Cd標準液

CD-100500mL

143B500¥4,000

Cu標準液

CU-100500mL

143D043¥4,000

イオン強度調整剤

TISAB-01

500mL Ｆ用※2

143A279¥6,000

イオン強度調整剤

TISAB-11500mL Ｆ用※2

143A280¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CL

500mL Cl、
Br、I、Ag用

143A334¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CN

500mL CN用

143A335¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-NA

500mL Na用

143A338¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-K

500mL K用

143A337¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CA

500mL Ca用

143A333¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-NO

500mL NO3用

143A340¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-NH

500mL NH4用

143A339¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CO

500mL CO2用

143D045¥6,000

イオン強度調整剤

ISA-CU

500mL Cu、Cd用

143A336¥6,000ISA-S 100mL用 (10袋) S用

143A332¥6,000

イオン強度調整剤粉末
比較電極内部液 RE-1

100mL

143F230¥1,000比較電極外筒液 RE-2

100mL

143F238¥2,500比較電極外筒液 RE-3

100mL

143F239¥2,500アンモニア電極内部液 RE-NH4

50mL (3本)

0BG00005¥3,500炭酸ガス電極内部液

500mL

143D042¥3,000

RE-11

NO3－、SO42－、CO32－、F－=104

NO3－、CO32－、PO43－、Cl－、F－=105

Na+、K+、Mg2+、Ca2+、Zn2+、Al3+=105

Cr3+=102

Ni2+=103 Na+、Mg2+、Ca2+=104
Na+、K+=106
─

500mL

NO3標準液Cl－=102

CN=100
Br－=104

Hg2+=共存不可 Mg2+=103
Ca2+、Cu2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+=104

500mL

Ca標準液

Li+=1042+

F-100＋TISAB-11

K-1000

Na+=2×103

S2O32－、SCN－=100

Ag 、Hg =共存不可
Fe3+=10－1 Al3+=101+

F-10＋TISAB-11

K標準液

NH4+=3×102

揮発性アミン類

F標準緩衝液Na標準液

NO3－、SO42－、CO32－、PO43－、
F－=103

Mg2+、Ca2+、Zn2+、NH4+、K+、Li+=103

F標準緩衝液Cl標準液Br－、S2O32－=10－2

溶存ガス：揮発性弱酸 気中ガス：酸性ガス
校正用セル（CGC-202L）と校正用アダプター（6791140K）が別途必要です。

¥120,000

F標準液

1H+=102銅イオン複合電極
CU-2021

イオンセンサ用交換液絡部（10個）

7

共存イオンの影響※1 / 備考

測定範囲
（最適pH範囲）

アンモニア電極用交換膜 (10枚)

AE-FILM¥15,000

炭酸ガス電極用隔膜カートリッジ (4個)

CTC-211¥18,000

炭酸ガス電極用校正セル

CGC-202L¥7,000

校正用アダプター

6791140K¥4,000※ 1 共存イオンの影響
10 -1mol/Lイオン濃度における選択係数
カドミウムイオン、銀イオンは10 -2 mol/L
シアン化物イオン、銅イオンは10 -3mol/L
溶液中に共存するイオンが測定対象イオンに誤差を与える影響を表します。
選 択係 数が10Xは、共 存イオンが測定 対 象イオンの10X倍 含 ま れ たとき に、測 定 対 象 イオンと 同 一 の指示値誤差を与えることを意味します。
共 存 イオンが測 定値に影 響 を与えるような濃 度の場 合 は、前 処 理 により妨 害 を 受 け ないようにする必要があります。
※2 143A279（TISAB-01）：一般試料用。
143A280（TISAB-11）：金属イオン（鉄、アルミ等）が共存する試料用。

イオン感応部はチップ交換式（隔膜電極除く）
リード長は1m（標準）
注1）イオン電極は温度測定機能は対応していません。
また、測定可能な溶液温度範囲は0〜50℃です。
注2）イオン測 定には電 極の 他に別途、標 準液、イオン強 度
調整剤、比較電極外筒液が必要です。
注3）イオン測定は共存するイオンなどのサンプル性状により測定が困難な場合がありますので、事前にお問い合わ
せください。
注4）シアンイオン、銀イオン、硫 化物イオン標準液は販 売しておりません。
電極に添付された取扱説明書により別途調製ください。

仕様／機能表
pHメータ

型名

価格

HM-42X

HM-41X

本体価格￥200,000￥130,000

一式価格￥220,000￥150,000

JIS形式
（pH）

JIS形式 0

JIS形式 Ⅰ

計量法型式承認番号（pH）

第SS162号

第SS163号

測定方式

pH：ガラス電極法
ORP ：白金電極法
イオン ：イオン電極法
温度 ：サーミスタ抵抗体

pH ：ガラス電極法
ORP ：白金電極法
温度 ：サーミスタ抵抗体

表示器

タッチパネル式カラーグラフィックLCD

カスタムLCDpH

pH0.000～pH14.000

pH0.000～pH14.000

ｍV
（ORP）

-2000.0～2000.0 mV-2000～2000 mV

イオン

使用するセンサによる

温度

0.0～100.0℃

pH

pH-2.000～pH16.000

ｍV
（ORP）

-2200.0～2200.0 mV

イオン（手動/自動レンジ切換え）（mol/L選択可）

拡大表示 OFF時
0.0～19.9μg/L
20～199 μg/L
0.20～1.99mg/L
2.0～19.9mg/L
20～199mg/L
0.20～1.99g/L
2.0～19.9g/L
20～199g/L
200～1990g/L

温度-5.0～110.0℃-5.0～110.0℃

pH

0.01pH/0.001pH

0.01pH/0.001pH

ｍV
（ORP）

1/0.1mV

1mV

イオン

0.0μg/L～1990g/L（最大有効桁数3桁）
0.00μg/L～1999g/L（最大有効桁数4桁）

pH±0.002pH±0.006pH

ｍV（ORP）±0.2mV±2mV

イオン±0.5% FS

温度

±0.2℃以内±0.2℃以内

pH温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

pH校正

JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液

イオン校正

最大5点校正温度校正

1点校正

性能保証温度、湿度

0～45℃

データメモリー2000データ

印字機能オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

測定項目/範囲

表示範囲

表示分解能

繰り返し性
（計器本体）－

イオン：電極による

0.0～100.0℃
pH-2.000～pH16.000-2200～2200 mV

拡大表示 OＮ時
0.00～19.99μg/L
20.0～199.9μg/L
0.200～1.999mg/L
2.00～19.99mg/L
20.0～199.9mg/L
0.200～1.999g/L
2.00～19.99g/L
20.0～199.9g/L
200～1999g/L

－

－

－

最大5点校正JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液

最大5点校正－1点校正

20〜85％以下（結露のないこと）0～45℃

20〜85％以下（結露のないこと）

1000データ
オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

オートホールド機能○○

オートホールド条件設定○－

統計計算機能平均値

校正履歴作成機能

最大20回分－
最新1回分

インターバル測定○○

セキュリティー機能○－

上下限出力設定○－

カスタム標準液テーブル作成機能○－

ｍVシフト機能

○

○

○
（2ch）

○
（外部プリンター用）

RS-232C
インタフェース
USB
（ホスト）

○

－

USB
（ペリフェラル、Micro）

○

○

外部入出力

オプション接続

アナログ
出力

pH

±700mV（pH0～pH14）

－

ｍV
（ORP）

±1V
（0～±2000mV）－

イオン

0～1VFS－

レンジ
100mV/レンジ
（イオン）
温度

0～1V
（0～100℃）－

アラーム

上限：オープンコレクター
下限：オープンコレクター－

無線規格：Bluetooth バージョン4.0 Low Energy
Bluetooth通信※1（専用データ集録ソフト X-LOGを使用した場合のみ）（メーカーオプション）（対応OS：Windows10）－

外部プリンター○○ターンテーブル（TTT-710/510）

○

－

電極切換器
（ES-1G）○－

コントロールボックス（AC-1V）○－

電源

AC100～240V（専用ACアダプター）

単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電※2（充電機能はありません）

消費電力/電池寿命

約11VA

約2500時間（推定値）

本体寸法（突起物含まず）

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

本体質量

約 0.8kg

約 0.7kg（電池含む）※1 日本国内のみ使用可能です。
※2 AC-USBアダプターASSY（7472510K）が別途必要です。 PCからもUSBケーブルを介して給電可能です。
＊Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

8

電気伝導率計型名

価格CM-42X￥200,000￥150,000

一式価格￥250,000￥200,000

電気伝導率：交流２電極法
温度：サーミスタ抵抗体

電気伝導率：交流２電極法
温度：サーミスタ抵抗体

80Hzと3kHzの自動選択

80Hzと3kHzの自動選択

測定方式
電気伝導率

測定周波数

表示器
電気伝導率

タッチパネル式カラーグラフィックLCD

カスタムLCD

使用するセルによる

使用するセルによる

電気抵抗率

使用するセルによる

使用するセルによる

塩分

電気伝導率からの換算

電気伝導率からの換算

濃度

電気伝導率からの換算

TDS (全溶存固形物量)

電気伝導率からの換算

温度

0.0～100.0℃

0.0～100.0℃

電気伝導率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）0.0～200.0μS/m（0.000～2.000μS/cm）
0.000～2.000mS/m（0.00～20.00μS/cm）
0.00～20.00mS/m（0.0～200.0μS/cm）
0.0～200.0mS/m（0.000～2.000mS/cm）
0.000～2.000S/m（0.00～20.00mS/cm）
0.00～20.00S/m（0.0～200.0mS/cm）
0.0～200.0S/m（0.000～2.000S/cm）
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可

0.0～200.0μS/m（0.000～2.000μS/cm）
0.000～2.000mS/m（0.00～20.00μS/cm）
0.00～20.00mS/m（0.0～200.0μS/cm）
0.0～200.0mS/m（0.000～2.000mS/cm）
0.000～2.000S/m（0.00～20.00mS/cm）
0.00～20.00S/m（0.0～200.0mS/cm）
0.0～200.0S/m（0.000～2.000S/cm）
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可

電気抵抗率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）0.005～2.000 Ω･m（0.5～200.0Ω･cm）
0.00～20.00 Ω･m（0.000～2.000kΩ･cm）
0.0～200.0 Ω･m（0.00～20.00kΩ･cm）
0.000～2.000kΩ･m（0.0～200.0kΩ･cm）
0.00～20.00kΩ･m（0.000～2.000MΩ･cm）
0.0～200.0kΩ･m（0.00～20.00MΩ･cm）
0.000～2.000MΩ･m（0.0～200.0MΩ･cm）
0.00～20.00MΩ･m（0～2000MΩ･cm）
SI単位
（Ω･m）
と旧単位
（Ω･cm）の切換可

0.005～2.000 Ω･m（0.5～200.0Ω･cm）
0.00～20.00 Ω･m（0.000～2.000kΩ･cm）
0.0～200.0 Ω･m（0.00～20.00kΩ･cm）
0.000～2.000kΩ･m（0.0～200.0kΩ･cm）
0.00～20.00kΩ･m（0.000～2.000MΩ･cm）
0.0～200.0kΩ･m（0.00～20.00MΩ･cm）
0.000～2.000MΩ･m（0.0～200.0MΩ･cm）
0.00～20.00MΩ･m（0～2000MΩ･cm）
SI単位
（Ω･m）
と旧単位
（Ω･cm）の切換可

塩分

0.00～4.04%（NaCl）
0.00～42.40psu（PSS：実用塩分）

0.00～4.04%（NaCl）
0.00～42.40psu（PSS：実用塩分）濃度（自動レンジ切換え）

0～2.000%
0～20.00%
0～200.0%

TDS (全溶存固形物量)（手動/自動レンジ切換え）0～99.99mg/L
0～999.9mg/L
0～9.999g/L
0～99.99g/L
0～999.9g/L

測定項目/
範囲

表示範囲

繰り返し性
（計器本体）

温度補償－
電気伝導率からの換算－
0～99.99mg/L
0～999.9mg/L
0～9.999g/L
0～99.99g/L
0～999.9g/L

温度-5.0～110.0℃-5.0～110.0℃

電気伝導率±0.5% FS

±0.5% FS

電気抵抗率

±0.5% FS

±0.5% FS

塩分±0.5% FS

±0.5% FS濃度

±0.5% FSTDS (全溶存固形物量)±0.5% FS

±0.5% FS

温度

±0.2℃以内±0.2℃以内

温度補償範囲

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

－

なし

ATC

基準温度設定0～100.0℃

OFF

25℃固定

ATC

温度係数
（直線）

0～10.00％／℃

0～10.00％／℃

温度係数
（多点）

2～10点

OFF

－

純水二重温度補償○

濃度換算設定

2～10点

温度校正

1点校正

性能保証温度、湿度

0～45℃

データメモリー2000データ

印字機能オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）
に接続可

－
－
1点校正

20〜85％以下（結露のないこと）○オートホールド条件設定○

統計計算機能平均値

校正履歴作成機能

最大20回分

0～45℃

20〜85％以下（結露のないこと）

1000データ

オートホールド機能

オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）
に接続可
○
－
－
最新1回

インターバル測定○○

セキュリティー機能○－

上下限出力設定○－

RS-232C
インタフェース○（2ch）○（外部プリンター用）

USB
（ホスト）

○

－

○

○

（ペリフェラル、Micro）
USB
外部入出力

アナログ
出力

測定値

0～1VFS－

レンジ

100mV/レンジ－

アラーム

上限：オープンコレクター
下限：オープンコレクター－

Bluetooth通信（メーカーオプション）
※1

オプション
接続

無線規格：Bluetooth バージョン4.0 Low Energy（専用データ集録ソフト X-LOGを使用した場合のみ）（対応OS：Windows10）－

外部プリンター○○ターンテーブル（TTT-710/510）

○

－

セル切換器
（ES-1GC）○－

コントロールボックス（AC-1V）

9

CM-41X

本体価格

○

－

電源

AC100～240V（専用ACアダプター）

単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電※2（充電機能はありません）

消費電力/電池寿命

約12VA

約1000時間（推定値）

本体寸法（突起物含まず）

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

本体質量

約 0.8kg

約 0.7kg (電池含む)※1 日本国内のみ使用可能です。
※2 AC-USBアダプターASSY（7472510K）が別途必要です。 PCからもUSBケーブルを介して給電可能です。
＊Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

マルチ水質計
型名￥300,000（センサ別売）

JIS形式
（pH）

JIS形式 0計量法型式承認番号（pH）

第SS162号

測定方式

pH：ガラス電極法
ORP：白金電極法イオン：イオン電極法
電気伝導率 ：交流２電極法
溶存酸素 ：隔膜式ポーラログラフ法
温度：サーミスタ抵抗体

電気伝導率

測定周波数

型名

MM-43X

本体価格

pH

80Hzと3kHzの自動選択

電極入力数

2ch
（各chにpH/ORP/イオン/DO電 極/電 気 伝 導 率
セル接続可）

表示器

タッチパネル式カラーグラフィックLCD

表示

測定項目/
範囲

2ch同時表示または片chのみ表示選択可
pH

pH0.000～pH14.000

ｍV
（ORP）

-2000.0～2000.0 mV

イオン

使用するセンサによる電気伝導率

使用するセルによる

電気抵抗率

使用するセルによる

塩分

電気伝導率からの換算

濃度

電気伝導率からの換算

TDS(全溶存固形物量)

電気伝導率からの換算

溶存酸素
飽和率
温度

表示範囲

表示分解能

電気
伝導率

温度補償

溶存
酸素

0.0～100.0℃
溶存酸素：0.0～50.0℃ イオン：使用するセンサによる（温度測定機能はありません）

pH

pH-2.000～pH16.000-2200.0～2200.0 mV

イオン（手動/自動レンジ切換え）（mol/L選択可）

拡大表示 OFF時
0.0～19.9μg/L
20～199μg/L
0.20～1.99mg/L
2.0～19.9mg/L
20～199mg/L
0.20～1.99g/L
2.0～19.9g/L
20～199g/L
200～1990g/L

拡大表示 OＮ時
0.00～19.99μg/L
20.0～199.9μg/L
0.200～1.999mg/L
2.00～19.99mg/L
20.0～199.9mg/L
0.200～1.999g/L
2.00～19.99g/L
20.0～199.9g/L
200～1999g/L

電気伝導率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）

0.0～200.0μS/m（0.000～2.000μS/cm）
0.000～2.000mS/m（0.00～20.00μS/cm）
0.00～20.00mS/m（0.0～200.0μS/cm）
0.0～200.0mS/m（0.000～2.000mS/cm）
0.000～2.000S/m（0.00～20.00mS/cm）
0.00～20.00S/m（0.0～200.0mS/cm）
0.0～200.0S/m（0.000～2.000S/cm）
SI単位
（S/m）
と旧単位
（S/cm）の切換可

電気抵抗率（手動/自動レンジ切換え）（使用するセルにより変わります）

0.005～2.000 Ω･m（0.5～200.0Ω･cm）
0.00～20.00 Ω･m（0.000～2.000kΩ･cm）
0.0～200.0 Ω･m（0.00～20.00kΩ･cm）
0.000～2.000kΩ･m（0.0～200.0kΩ･cm）
0.00～20.00kΩ･m（0.000～2.000MΩ･cm）
0.0～200.0kΩ･m（0.00～20.00MΩ･cm）
0.000～2.000MΩ･m（0.0～200.0MΩ･cm）
0.00～20.00MΩ･m（0～2000MΩ･cm）
SI単位
（Ω･m）
と旧単位
（Ω･cm）の切換可

塩分

0.00～4.04%（NaCl）
0.00～42.40psu（PSS：実用塩分）濃度（自動レンジ切換え）

0～2.000%
0～20.00%
0～200.0%

TDS(全溶存固形物量)（手動/自動レンジ切換え）0～99.99mg/L
0～999.9mg/L
0～9.999g/L
0～99.99g/L
0～999.9g/L

溶存酸素

0.00～22.00mg/L（高 濃 度 隔 膜 セット（オ プ ション）使 用 時
55.0mg/L）

0.00～

飽和率

0～220%（高 濃 度 隔 膜セット（オプション）使 用 時
550%）

0～

温度

-5.0～110.0℃

pH

0.01pH/0.001pH

ｍV
（ORP）

1mV/0.1mV

イオン

0.0μg/L～1990g/L（最大有効桁数3桁）
0.00μg/L～1999g/L（最大有効桁数4桁）

pH±0.002pHｍV（ORP）±0.2mVイオン±0.5% FS

電気伝導率

±0.5% FS

電気抵抗率

±0.5% FS

塩分
繰り返し性
（計器本体） 濃度

ATC（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

温度
補償
範囲

ATC
（自動温度補償）：0～100.0℃
MTC（手動による温度補償）：0～100.0℃

なし

ATC

基準
温度
設定

0～100.0℃

温度
係数
（直線）

0～10.00％／℃

温度
係数
（多点）

2～10点

OFF

純水
二重
温度
補償

使用する電極による

ｍV
（ORP）

MM-43X
温度
補償
範囲

JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液
最大5点校正イオン校正

最大5点校正溶存酸素校正

自動校正（ゼロ・スパン校正）

温度校正

1点校正

電気伝導率

溶存酸素

±0.03mg/L (標準膜仕様) / ±0.1mg/L(高濃度膜仕様)

飽和率
温度

濃度換算設定溶存酸素

塩分補正設定溶存酸素

大気圧補正設定

溶存酸素

飽和計算式設定

2～10点○○
Truesdale/ISO5814：2012

性能保証温度、湿度

0～45℃

データメモリー各ch 2000データ

印字機能

オプションの外部プリンター EPS-P30（普通紙印字）に接続可

20〜85％以下（結露のないこと）オートホールド機能○

オートホールド条件設定○

統計計算機能平均値

校正履歴作成機能

各ch最大20回分

インターバル測定○

セキュリティー機能○

上下限出力設定○（ch1のみ）外部入出力

RS-232C
インタフェース

○
（ch2）

USB
（ホスト）

○

USB
（ペリフェラル、Micro）○

pH±700mV（pH0～pH14）

ｍV
（ORP）

±1V
（0～±2000mV）

イオン

0～1VFS

電気伝導率/
電気抵抗率/
0～1VFS
塩 分/濃 度/
TDS
アナログ
出力

溶存酸素/
飽和率

0～1VFS

レンジ(イオン/
電気伝導率/
電気抵抗率/
塩分/濃度/
TDS)

100mV/レンジ

温度

0～1V（0～100℃）

アラ ーム 上限：オープンコレクター（ch1のみ） 下限：オープンコレクター
無線規格：Bluetooth バージョン4.0 Low Energy
Bluetooth通信※1（専用データ集録ソフト X-LOGを使用した場合のみ）（メーカーオプション）（対応OS：Windows10）
外部プリンター○ターンテーブル（TTT-710/510）

○

電極切換器
（ES-1G）
オ プ シ ョ ン セル切換器
接続（ES-1GC）○（ch1にいずれか一つ接続可）

電極切換器（ES-1GDP）
コントロールボックス（AC-1V）±0.5% FS
±0.5% FS

ATC
（自動温度補償）：0～50.0℃

pH校正±0.5% FSTDS
(全溶存固形物量)

温度
補償
範囲

○

○
（ch1のみ接続可）

電源

AC100～240V（専用ACアダプター）

消費電力

約18VA

±1%
（標準膜仕様/高濃度膜仕様）

本体寸法（突起物含まず）

約130
（幅）
×60
（高）
×230
（奥）
mm

±0.2℃以内

本体質量

約 0.9kg※1 日本国内のみ使用可能です。 ＊Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

10

周辺機器／オプション
品名
電極ホルダー

コード番号

備考

7430850K

電極スタンド7430860K

支柱、ストッパー付き。

電極アタッチメント G

0IB00004

Xシリーズ等電極用。

電極アタッチメント J

0IB00005

Jシリーズ等電極用。

電極アタッチメント DP

0IB00007

HM-40P、P30シリーズ等電極用。

電極アタッチメント ION

0IB00006

単能イオン電極用。

電極アタッチメント N

0IB00008

温度センサ等用。

スターラー

ST-7

サンプル撹拌用。対応ビーカー：200mLビーカーまで。
12/18検体

ターンテーブル

36検体

TTT-71060検体
100検体、メーカーオプション

ターンテーブル接続用
RS-232Cケーブル

純水によるシャワー洗浄を標準装備。
薬液洗浄・バブリング洗浄・エアーブローにも対応。(オプション)
恒温水槽付きターンテーブルも用意。 (メーカーオプション)
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X

7433040K

ケーブル長2m。
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X

データ集録ソフト

X-LOG

USBまたは、RS-232Cにより測定データをパソコンにテキスト形式にて保存。
市販のUSBメモリーからパソコンへのデータ取り込みも可能。
（市販のUSB通信ケーブル（USB2.0、Micro）
が別途必要です。
）
対応OS：Windows 10/8/7 対応機種：HM-42X、CM-42X、
MM-43X

データ集録ソフト

GP-LOG

USBにより測定データをパソコンにテキスト形式にて保存。
）（市販のUSB通信ケーブル（USB2.0、Micro）が別途必要です。
対応OS：Windows 10/8/7 対応機種：HM-41X、CM-41X

RS-232C接続ケーブル

118N062

パソコン接続用。ケーブル長2m。
（USBポートに接続する場合は、USBシリアル変換ケーブルが別途必要です。）
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X

外部プリンター

EPS-P30

普通紙印字、チャート幅約60mm
接続ケーブル（118N061）、プリンター用紙、インクリボン付き

外部プリンター用プリンター用紙

P000119

20巻、普通紙

外部プリンター用インクリボン

0RD00001

1個

外部プリンター用接続ケーブル

118N061

既に外部プリンター（EPS-G/EPS-R）
をお持ちの場合、本ケーブルのみをご用意いただくことでプリンターが使用できます。

電極切換器

ES-1G

最大5本までのpH/ORP/イオン電極が接続可能。
対応機種：HM-42X、MM-43X（ch1のみ対応）

コントロールボックス

AC-1V

上下限出力端子に接続すると、測定値が上限、下限の設定値を超えたときに、AC100VをON/OFFします。
これに、別途ポンプ等を接続すればpHコントロール等を行うことができます。
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X(ch1のみ対応)
接続するためのアナログ出力ケーブル（7433020K）が別途必要です。

アナログ出力ケーブル

7433020K

ケーブル長1.5m。記録計、コントロールボックス接続用ケーブル。
対応機種：HM-42X、CM-42X、MM-43X

ｐＨチェッカー

PC-1G

対応機種：HM-42X/41X、MM-43X

電気伝導率チェックプラグ

EC-1G

対応機種：CM-42X/41X、MM-43X

温度チェックプラグ

TC-1G

対応機種：HM-42X/41X、CM‐42X/41X、MM‐43X

電極アダプター（pH/ORP/イオン用）

0JD00001

単能電極が接続可能。

AC-USBアダプターASSY

7472510K

ケーブル長2m。対応機種：HM-41X、CM-41X※専用データ集録ソフトは、本体ご購入後、当社会員制サービスサイトからユーザ登録をしていただくと、無料でダウンロードできます。

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219●このカタログに記載の価格には、消費税は含まれておりません。
●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。

e-mail：eigyo@toadkk.co.jp
https://www.toadkk.co.jp/

2024 年 3 月作成

D2-5-20E