SPECIFICATION SHEET
上水用吸光光度計

COL−1600型

本計器は，上水のUV吸光度，色度，濁度の3項目を連続でモニタリングします。配水用は100mm，原水用は50mmの光学セルを用い高感度測定を実現しました。

特長○ UV吸光度はCOD/TOCへの係数による換算機能を有しています。
○ 自動洗浄により，セルを洗浄します。

標準仕様
製品
名：上水用吸光光度計
型
名：COL−1600
測 定 対 象：上水の配水または原水のUV吸光度，色度，濁度（伝送出力範囲）
測 定 範 囲：用途
配水用
原水用
0〜0.5Abs
0〜1.0/2.0/2.5Abs−UV 0〜0.25Abs（50mmセル換算）
0〜0.05Abs（10mmセル換算） 0〜0.2/0.4/0.5Abs（10mmセル換算）
色度0〜5/10度
0〜100/200/400度
濁度0〜2/4度0〜50/100/200度
原水から配水にいたる間の工程水を測定する場合は原水の水質や処理方法の違いにより測定の対象となる吸光度が異なります。原水の種類（表流水，井戸水，伏流水，雪解け水など）と測定点および測定項目の要求する吸光度の範囲を販売窓口に伝えてご相談ください。
単 位 表 示：DEG または FTU
測 定 方 式：3波長吸光光度法
セル
長：100ｍｍまたは50mm（液晶）デジタル（バックライト付き）
表 示 方 式：LCD
用途
配水用
原水用
UV 0.0001Abs
0.001Abs
最小表示値 色度
0.01度
0.1度
濁度
0.01度
0.1度
暖 機 時 間：1時間以内
応 答 時 間：90％応答3分以内
伝送出力信号：4〜20mA 下記項目から3項目を選択可
U−V，UV，COL，TURB，COD換算値（またはTOC換算値），試料水温度，390nm吸光度，660nm吸光度
メ モ リ ー：USBメモリー（CSVファイル）を装備可能（オプション）
試 料 水 条 件：断水または停滞しないこと
用途
配水用
原水用
水道法に定める水道水 原水の種類と測定項目の要求する吸光
水質の基準を満たすこと 度の範囲を販売窓口に伝えてください
温度0〜40℃（凍結しないこと）
圧力0.03〜0.1MPa
0.05〜0.1MPa
pH
5〜9pH
100〜500mL/分，
300〜700mL/分，消費量
200mL/分（標準）600mL/分（標準）

接 点 出 力：下記の項目のうちから任意の 3 項目を選択可
漏水，ランプ異常，温度異常，U−V吸光度上限，UV吸光度上限，色度濃度上限，濁度濃度上限，COD濃度上限（またはTOC濃度上限），自動ゼロ校正エラー，一括警報，保守中，洗浄中
接 点 入 力：洗浄開始，ゼロ校正開始
洗 浄 方 式：洗浄水による自動洗浄 または洗浄水＋オゾンによる自動洗浄
電源：AC 100〜240V±10％ 50/60Hz消 費 電 力：12W（平均）約40VA（最大）設 置 環 境：屋内自立型
周囲温・湿度：−5〜45℃（凍結しないこと）
85％RH（結露しないこと）（W）×約500（D）
×約1500（H）mm
外 形 寸 法：約380
配線
口：外形φ6〜12mmケーブルグランド
配 管 接 続：試料水入口；ソケット呼び径16
洗浄水入口；ソケット呼び径16
排水口；ソケット呼び径25
質
量：約30kg
筐 体 材 質：変換器；ADC12（アルミダイカスト），メタリックシルバー塗装
検出部；SPCC，メタリックシルバー塗装
架 台；A5052P，AC4C−F，塗装
自 動 洗 浄：洗浄水 または洗浄水＋オゾン洗浄による自動洗浄洗浄水の条件；水道法に定める水道水の基準を満たすこと
周期設定範囲…1〜9999分
洗浄時間…1〜999秒
洗浄後待機時間…10〜999秒
洗浄中出力ホールド時間…洗浄時間＋待機時間
自動ゼロ校正：内蔵ゼロ水による自動ゼロ校正
周期設定範囲…1〜9999時間
校正時間…9分以下
校正待機時間…10〜999秒

性

用途

能配水用
原水用
（取水用）
±2％FS以内（標準液にて）±3％FS以内（標準液にて）±2％FS以内（標準液にて）
5％FS以内（標準液にて）±2％FS以内（標準液にて）±3％FS以内（標準液にて）±2％FS以内（標準液にて）±2％FS/24h以内（標準液にて）±3％FS/24h以内（標準液にて）±5％FS/24h以内（標準液にて）±2％FS/24h以内（標準液にて）

UV
色度
濁度
UV
色度
濁度
UV
色度
濁度

直線性

繰返し性

安定性

1.純水（純水器内蔵）による自動ゼロ校正オプション

2.デジタル出力：RS485またはUSBメモリーいずれかを選択

外部端子図
※1
※1
※2
DC 4〜
DC 4〜20mA
接点20mA
出力1
出力2
出力3（AO1） （AO3） （DO2）＋−7274＋71 73−3075323431 33

3635383780

AC 100〜
240V
50/60Hz

A B C

81 50

5261 638251 60

626564

E N L

E90E91

A B C−※1※2※2接点接点
DC 4〜
出力1出力320mA
出力2 （DO1） （DO3）
（AO2）

外形寸法図

RS−485
デジタル
入出力

NC C NO＋70※3
接点
入力2（DI2）

電源断接点出力（DO4）※3
RS−485接点 デジタル
入力1 入出力（DI1）※1. 下記の項目のうちから任意の3項目を選択可
U−V，UV，COL，TURB，COD換算値（またはTOC換算値），試料水温度，390nm吸光度，660nm吸光度※2. 下記の項目のうちから任意の3項目を選択可
漏水，ランプ異常，温度異常，U−V吸光度上限，UV吸光度上限，色度濃度上限，
濁度濃度上限，COD濃度上限（またはTOC濃度上限），自動ゼロ校正エラー，一括警報，保守中，洗浄中※3. 洗浄用開始信号およびゼロ校正開始信号を割り当て可

単位：mm変換器

校正液
タンク

自立架台

配線口

60 135

洗浄水入口
露結水出口

（85）

7.5 ±667±5.5

190

25500

147 ±5.5

排水口
380

（40）

40
420 ±1（基礎ボルト位置）

40（基礎ボルト位置）

300 ±1190

試料水入口

40

1502 ±10（130）検出部

3−φ14設置要領図
500以上
メンテナンススペース
試料水入口（VP16）

検出部

設置の注意事項（A）据え付け（1） 据え付け場所仕様に適合し，次の条件を満たす所に設置してください。
（a）設置と保守作業ができる所。
（b）周囲の温度・湿度が仕様の範囲内であり，直射日光が当たらず，温度の急変，局部的温度変化がない場所。
（c）電気的ノイズとなる機器が周囲にない場所。
（d）海水，薬品などがかからない場所。
（e）振動がない場所。
（f）廃液処理のための排水溝があり，液がこぼれても差し支えのない所。
（コンクリート床面など）（g）腐食性ガスのない場所。
（2） 屋外および寒冷地での設置
この計器を屋外に設置するときは，キュービクルヘの収納が必要です。
また，寒冷地では，凍結事故が考えられますので，保温されたキュービクルに収納されることをお勧めします。
（3） 据え付け要領
製品の上面が，据え付け面に対して水平になるように，注意してください。

M12×20065

洗浄水入口（VP16）
排水口（VP25）

60 135

結露水出口（Rc1/2，プラグ止め）
7.5 ±667 ±5.5

VENT

190

基礎ボルト埋め込み図

25

500

147 ±5.5

380

変換器
制御部
BV7
NV1

C

CV2NC

SV1CV1BV6

V1

校正液タンク
（2L）
試料水入口

※1

検出部

F1 V4

V3 RG

洗浄水入口

SV2 V5O3洗浄器CV2 SV3排水700以上

正面(1502)

電源ケーブル
線材 CVV−1.25□〜2□3芯
仕上り外径 φ8〜φ12500以上

420±1

メンテナンススペース200以上

伝送出力ケーブル
線材 CVV−S0.5□〜2□2芯
仕上り外径 φ8〜φ12接点信号ケーブル
線材 CVV−S0.5□〜2□10〜20芯
仕上り外径 φ8〜φ12
RS−485デジタル伝送の場合
CPEV−S 2芯
仕上り外径 φ8〜φ12300±1500以上

変換器

200

アース（D種）P

O3F2空気排水※1 純水を使用した自動ゼロ校正方式（オプション）の場合はF1 の代わりに純水器が付きます。
配管系統図

（B）配管
（1） 試料水配管（a）配管の途中に，ストップバルブとバイパスバルブ（フラッシング兼用）を設けてください。
［重要］・圧力条件は0.03〜0.1MPa（配水用），0.05〜0.1MPa（原水用）です。この条件以外の場合は販売窓口へご相談ください。
（b）必要に応じてストレーナー（40〜100メッシュ）を設けてください。
（c）配管材には，硬質PVC（VP16）またはPVC製耐水ホース（VP16相当径）など，耐食性のよい材質を使用してください。
（2） 排水配管（a）配管材は，硬質PVC（VP25）またはPVC製ホース（VP25相当径）など，耐食性の良い材質を使用してください。

製品コードCOL1600A−1−
COL1600B−1−

配水用
原水用
試料水供給方式
0.03〜0.1MPaで供給 配水用
0.05〜0.1MPaで供給 原水用
ヘッドタンクから供給＊1
UV測定範囲（伝送出力範囲）
下表より選択＊2

AA
B

〜〜

1

色度測定範囲（伝送出力範囲）
下表より選択＊2〜〜1

濁度測定範囲（伝送出力範囲）
下表より選択＊2〜〜

1

濁度単位
DEG
（標準）
FTU
濁度標準物質カオリン＊3
ポリスチレン（PSL）
ホルマジン
自動ゼロ校正＊4ゼロ水フィルター（標準）純水（純水器内蔵）
デジタル出力なし
RS−485
USBメモリー表記の形態
和文（標準）
英文指定AB
1231201212＊1. 配水用の試料水供給の圧力条件は，0.03〜0.1MPaです。ヘッドタンクから供給する場合はヘッドタンクへの試料流入量，ヘッドタンクの高さなどを明確にしたうえで販売窓口にご相談ください。
原水用の場合は試料水を多く消費します。そのため，一般的な高さのヘッドタンク（2m程度）からの供給では圧力不足となり正常な測定ができません。
＊2. 各測定範囲（伝送出力範囲）は下表通りです。

UV測定範囲（伝送出力範囲）
2行目ピルク1

COL1600A（配水用）
0〜0.5Abs1
色度測定範囲（伝送出力範囲）
2
3行目ピルク

0〜5DEG
0〜10DEG1
濁度測定範囲（伝送出力範囲）
2
4行目ピルク

0〜2（単位表示はDEGまたはFTU）
0〜4（単位表示はDEGまたはFTU）123123123

COL1600B（原水用）
0〜1.0Abs
0〜2.0Abs
0〜2.5Abs
0〜100DEG
0〜200DEG
0〜400DEG
0〜50（単位表示はDEGまたはFTU）
0〜100（単位表示はDEGまたはFTU）
0〜200（単位表示はDEGまたはFTU）

原水から配水にいたる間の工程水を測定する場合は，原水の水質や処理方法の違いにより測定の対象となる吸光度が異なります。原水の種類（表流水，井戸水，伏流水，雪解け水など）と測定点および測定項目の要求する吸光度の範囲を明確にしたうえで販売窓口にご相談ください。
＊3. 濁度標準物質でポリスチレン（PSL）を選択できる用途は配水用のみです。
＊4. UV測定で0.05Abs以下を主として測定する場合の自動ゼロ校正は「純水（純水器内蔵）」を選択してください。
注1. 供給電源電圧は，AC 100〜240V±10％ 50/60HzのACフリー電源です。
2. 海外へ販売する場合は，事前に測定方式などが対象国の基準に合致しているか必ず確認してください。
3. 配水用の試料水条件は「水道法に定める基準を満たすこと」となります。基準を満たしていない場合には，販売窓口にお問い合わせください。
参考：配水用と原水用の仕様は測定範囲の他に以下のような相違がありますのでご注意ください。

セル長
試料水圧力
試料水消費量
（標準）

配水用
100mm
0.03〜0.1MPaで供給200mL/分

原水用
50mm
0.05〜0.1MPaで供給600mL/分