COD自動測定装置

COD−203A型

本装置は水質総量規制を初めとする排水規制に対応して工場排水や河川水などのCOD（化学的酸素要求量）を測定するための自動測定装置で，「JIS K 0806 化学的酸素消費量（COD）自動計測器」に基づいて設計され，各方面に多くの実績をいただいています。
測定原理は，JIS K 0102「工場排水試験方法」の17.
100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（COD M n）を基礎としています。また，海水などのように塩化物イオンを多く含む試料の場合には下水試験方法（付）「アルカリ性100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素要求量（CODAlk）」を基礎とした方法を採用しています。
特長○ 実績のある酸化還元電位差滴定法を採用しています。

○ 試料水ラインには詰りのおこりにくいピンチ弁を用いています。また，試料水ラインは配管内径φ4以上とし，測定毎に洗浄を行っていますので，日常保守を軽減しています。
○ 滴定曲線の表示，プリントアウトが可能です。
○ タッチパネルの採用により対話方式で操作が容易です。
○ 14日分の測定データーを内部に保存します。保存デー
ターは画面で読み出すことができます。
○ 過剰な過マンガン酸カリウムによる反応槽や電極の汚れを洗浄するしゅう酸洗浄機構を付加しました。
○ オプションで塩化銀沈澱による汚れを洗浄するアンモニア洗浄が付加できます。
酸性法（硝酸銀添加）の場合には，アンモニア洗浄機能を付加すれば，塩化銀に起因する反応槽や電極の汚れを大幅に軽減できます。
標準仕様
製品
名：COD自動測定装置
型
名：COD−203A
測 定 対 象：水中のCOD濃度
測 定 方 式：100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量（酸性法，アルカリ性法）
終点検知方式：酸化還元電位差滴定法
測定範囲と流路：（1）1流路1レンジの場合；（単位はmg/L）
0〜20から0〜2000の中の任意の1 レンジ（2）
1流路2レンジ（自動レンジ切替え）の場合；
第1レンジ：0〜20から0〜1000の中の任意の1レンジ
第2レンジ：0〜40から0〜2000の中の任意の1レンジ（但し，第1レンジ＜第2レンジとし，レンジ比は2倍とします。
）（3）
2流路1レンジの場合；
0〜20から0〜2000の中の任意の1レンジ（4）
2流路2レンジの場合；
第1レンジ：0〜20から0〜2000の中の任意の1レンジ（第1流路側）第2レンジ：0〜30から0〜2000の中の任意の1レンジ（第2流路側，但し，第1レンジ＜第2レンジとします。
）（測定範囲は試料の最高濃度がフルスケール値の約60％程度になるように選定することを推奨いたします。
）
測 定 周 期：1測定／1時間（1日の測定スケジュールを，1時間単位で任意設定可能）または 外部スター
ト信号による測定開始
表示・記録方式：タッチパネルによる液晶表示（和・英・中いずれかを選択）
プリンターによる印字記録は英文
項目：年月日時刻，測定値，測定パラメー
ター，日報印字（日最大値，最小値，平均値，測定数）など
繰 返 し 性：0〜20mg/Lレンジ… …………… ±1％FS 以内（校正液にて） 20を超え200mg/Lレンジまで…… ±2％FS 以内
上記以外のレンジ……………… ±5％FS 以内
安 定 性：ゼロドリフト…………………±3％FS/日以内（校正液にて） スパンドリフト
20mg/Lレンジ… ………………±3％FS/日以内
20を超え200mg/Lレンジまで……±4％FS/日以内
上記以外のレンジ……………±5％FS/日以内
設 置 場 所：屋内またはキュービクル内設置
直射日光，風雨から保護され，振動，衝撃が少なく保守スペースが確保できる場所。また，ノイズ発生源（動力など）が近くにないこと。
腐食性雰囲気の場合は，建屋に換気扇などを取付け換気に十分注意を払うこと。
（5℃以下または40℃以上の場合は，冷暖房装置を設置のこと）
周 囲 温・湿 度：5〜40℃，85％RH以下（結露しないこと）試料水の条件：● 温 度；2〜40℃
デジタル出力；無電圧接点出力（接点容量 DC 24V，0.3A/●
圧 力；0.02〜0.05MPa
AC 125V，0.1A)●
流 量；0.5〜3L/分
保守中信号，校正中信号，電源断信号，測定共 存 成 分：試料中に海水など塩分を含む場合，硝酸銀の電源 値異常信号，前処理制御信号，計器異常信号1，添加でマスキングして測定しますが，塩分が消 費 電 力 計器異常信号2 など
多量に含まれると多量の塩化銀沈澱が発生し
構
造：AC 100V±10％ 50/60Hz測定に支障を来すことがあります。
接 液 部 材 質：最大約550VA，平均約200VA
硝酸銀による塩化物イオンのマスキング限界
外 形 寸 法：屋内，床面設置型 IP30相当
は，測定レンジのフルスケール濃度の100倍ま塗 装 色：硬質PVC，PFA，PP，シリコン，硬質ガラスでです。
質量：600（W）
×600（D）
×1600
（H）
mm
（例）0〜20mg/Lレンジの場合，マスキング限：マンセル5PB8/1（相当）−
界は2gCl /Lになります。
：約160kg（試薬類は含まず）
試 薬 消 費 量：● 5mmol/L 過マンガン酸カリウム溶液（1時間/1測定の場合）…………………約6L/2週●
12.5mmol/L しゅう酸ナトリウム溶液
ユーティリティー
しゅう酸洗浄なしの時……約3.7L/2週
水 道 水 条 件：洗浄水／希釈水用として使用
毎時間しゅう酸洗浄の時…約6L/2週
温 度；2〜35℃●
硫酸（1＋2） 約3.7L/2週
圧 力；0.1〜0.5MPa●
硝酸銀溶液（200g/L）…………約1.85L/2週
流 量；約2L/分（最大）		（酸性法の場合）…
（酸性法の場合）
消費量；約5L/1測定●
水酸化ナトリウム溶液（40g/L）…約1.85L/2週（アルカリ性法の場合）●
3.5％アンモニア水……………約0.2L/洗浄1回オプション（アンモニア洗浄機能付きのとき，洗浄間隔は設定による）
硝酸銀無添加法：塩分の共存がない時に硝酸銀無添加法を選択※廃液を廃棄する場合は，必ず専門の処理業することができます。
者に依頼するなど適切な処理をしてください。
通 信 機 能：RS−485 または RS−232C
入 力 信 号：
アンモニア洗浄機能 ：酸性法硝酸銀添加の場合に付加すると塩デジタル入力；無電圧接点入力（接点容量 DC30V, 0.3A以上）
化銀の汚れが軽減できます。
観測局停止信号，外部スタート信号，外部校正信号，流路切替え信号，廃液タンク満水信号（オプションの廃液タンクフロートスイッチ用）
関連機器
出 力 信 号：
負荷量演算器：負荷量演算を行う場合は，負荷量演算器
アナログ出力；DC 4〜20mA（絶縁，負荷抵抗600Ω以下）
CALD−2030型を推奨します。
および DC 0〜1V（絶縁，負荷抵抗100kΩ以上）

単位：mm

配線口

160037

配線口
廃液口
試料水入口（1）
Rc1／2
予備100

外形寸法図

(65)460 ±165（基礎ボルト位置）
600

4−φ1545528 ±1（基礎ボルト位置）
600(27)

排水口
Rc1

予備
試料水入口（2）（オプション）
Rc1／2
水道水入口
Rc1／2予備

フローシート
マニホ｜ルド※1FS1FS7SV11試料・希釈
水
1 PV4 PV3試料・希釈
水
２PV6 PV5SV6A

SV8 SV9c

SV12c

SV10SV5c

キャピラリー
φ1xφ3P1SV14F1※1 SV3SV2※1FS4FS8リザーバ
タンク
FS9FS10FS2 PV10FS11BV4PV7

校正液
2試薬
1試薬
2試
薬
3TC

FS3FS12試薬
４試薬
５活性炭フィルタTP

PV1PV2反応槽

FS5,8〜12（オプション）PV8c

M1EL

P2排水筒

加熱槽

ASV7

廃液タンク
（オプション）

設定ゲージ圧
100kPaPR
BV1

試薬1：硝酸銀溶液（酸性法）
水酸化ナトリウム溶液（アルカリ性法）
試薬2：硫酸（1+2）
試薬3：しゅう酸ナトリウム溶液
試薬4：過マンガン酸カリウム溶液
試薬5：アンモニア溶液（オプション）

水道水入口

FS6

オプション（2流路）

ヒーター

排水口

試料水入口2試料水入口1

廃液口※1：オプション（2 レンジ）
※2：オプション（2 流路）

ー校
正液
1PV12SV23SV16

廃液槽

PV11F3

名称ポンプ
電磁弁
ピンチバルブ
液面センサー
減圧弁
ボールバルブ
フィルター
モーター
電極
滴定ポンプ
温度センサー

SV4FS5BV3SV24SV19

調整槽※2SV1SV17

試
薬３・F2 スパン
液記号PSVPVFSPRBVFM
ELTPTCc※
電源供給

外部接続端子

90電源断123

前処理
制御信号２5レンジ信号（流路信号）

7

測定値異常

計器異常 1
（重異常）
校正中

保守中
廃液タンク
レベル SW

6891011121314151617181920

接点出力
電源断時
「閉」

流路１

接点出力
制御時
「閉」

流路２

接点出力
制御時
「閉」
接点出力
「開」：低レンジ（流路 1）「閉」：高レンジ（流路 2）
接点出力
異常時
「閉」
接点出力
異常時
「閉」
接点出力
異常時
「閉」

流路１

流路２

外部スタート
指令信号入力計器異常 2（軽異常）

4E

測定値出力

前処理
制御信号１

91

観測局停止
流路切替

接点出力
校正中
「閉」

外部校正

接点出力
保守中
「閉」

予備

接点入力
満水時
「開」

予備＋ 21− 22＋ 23
− 24＋ 25
− 26＋ 27− 282930
313233343536DC 4〜20mA

DC 4〜20mA

DC 0〜1V

DC 0〜1V
接点入力
パルス
接点入力
「開」
：内部スタート「閉」：外部スタート
接点入力「開」：流路１「閉」：流路２接点入力
パルス

37383940※背面ブレーカー部

水道水逆流防止付き減圧弁
または加圧シスターン

製品コード
COD203A−2−
1238A
B
C
Z
1123A
B
11234A
B
C
DEF
G
H
JK
L
特殊仕様のコード
数字の桁：9英字の桁：Z

B〜L
Y
010201018

納入地域
国内
中国
韓国
その他
電源
AC 100V 50/60Hz
AC 110V 50/60Hz
AC 220V 50/60Hz
特殊＊1
伝送出力
DC 4〜20mA/DC 0〜1V 同時出力
通信機能なし（標準）RS−485付加＊2
RS−232C付加＊2測定方式
酸性法
アルカリ性法
終点検出法
酸化還元電位差滴定法（標準）
流路数とレンジ数
1流路，単レンジ1流路，2レンジ（自動切替え）
2流路，単レンジ2流路，2レンジ
第1レンジの測定範囲 mg/L＊30〜 200〜 300〜 40
0〜 500〜 100＊1. 電源電圧がAC 100V以外の場合は，降圧トラン
0〜 200スを内蔵します。
0〜 3000〜 400＊2. 通信機能RS−485，RS−232Cを付加する場合は0〜 500
ご要求仕様を提示のうえ，販売窓口にご相談くだ0〜1,000
さい。
0〜2,000＊3. 測定範囲の選択は，第1レンジ＜第2レンジとし，＊3第2レンジの測定範囲 mg/L
1流路2レンジの場合，レンジ比は原則として2倍第1レンジの測定範囲と同じとします。
該当せず（単レンジ）
アンモニア洗浄機能
注1. 表記の形態で日本語，英語，中国語を指定した場なし（標準）
合，操作パネルは指定語になりますが，プリンターありプリンター＋自動巻き取り器（ロール紙） の印字は全て英語となります。
プリンターなし（標準）2. 採水ポンプの推奨品は，販売窓口にお問い合せく
プリンターあり 自動巻き取り器あり
ださい。
内部調整槽
3. 受水槽は内蔵していますので，外付けは不要です。
なし
4. 試薬断の信号は過マンガン酸カリウム試薬タンクあり（標準）のみで検知します。他の試薬断情報が必要な場合
表記の形態は別途指定が必要です。
日本語（標準）5. 電源および伝送ラインにアレスターを付ける場合英語は別途指定が必要です。
中国語

本社 169-8648 東京都新宿区高田馬場1- 29 -10
TEL.03-3202-0219
e-mail:eigyo ＠ toadkk.co.jp

https://www.toadkk.co.jp/●記載内容については、予告なく変更することがあります。
●ご使用前によく取扱説明書をお読みください。
2024年05月作成