ToupView Software

簡易説明書
画像取得・解析 総合ソフトウエア

インデックス
１ ソフトウエアのインストール
２ コントロールパネル
３ 画像の撮影と保存
４ 明視野画像の撮影と保存
５ 蛍光画像の撮影と保存
６ スティッチング（リアルタイムタイリング）
７ フォーカススタッキング（リアルタイム深度フォーカス合成）
８ 蛍光画像の重ね合わせ
９ タイムラプスと動画の撮影
10 校正（スケールの登録）
11 スケールバーの挿入
12 スケールバーの変更と追加
13 計測・測長
14 自動カウント
15 4K Hybrid Camera 接続時コントロール

対応機種
グローバルシャッター CMOS カメラ IP シリーズ
超高感度２段冷却カラー CMOS カメラ
Feel free CMOS カメラ USB2.0
アイピースカメラ4K Hybrid・4K Tribrid Camera

ToupView Software は、カメラの型式によってコントロールの項目と機能が変わります。
ToupView Software には、ご紹介以外にも多種類の機能を持っています。
付属 USB メモリーの Help Manual をご覧ください。

お問合せは、

http://www.biotoold.jp

バイオツールズ株式会社

info@biotools.jp

ToupView P2
１

ソフトウエアのインストール

インストール・付属の USB メモリーからソフトウエアのインストールをしてください。
・USB メモリーの ToupView フォルダ内のをダブルクリックします。
・インストール画面のをクリックして案内に従って進みます。
・ソフトウエアのインストールが完了します。
ソフトウエアの起動
・デスクトップのアイコンをダブルクリックしてソフトウエアを開きます。
・ソフトウエア起動後の初期画面では、画像は表示されません。
・カメラリストからカメラの型式をクリックして選択してください。

２

コントロールパネル
・カメラリスト：カメラの選択・キャプチャ：撮影と解像度の選択
・露出時間：自動露出とマニュアル設定
・ホワイトバランス：ホワイトバランスの設定
・ブラックバランス：蛍光撮影時のバックを設定
・カラー調整：お好みの色に調節
・ビット深度：８bit、12bit の切り替え
・フリッカーレス：周波数ノイズの除去
・フレームレート：デフォルトで最大・カラー / モノクロ：カラーとグレースケールの選択
・上下・左右：表示画像の向きが合わない場合に変更
・回転：表示画像の向きが合わない場合に変更
・サンプリング：ビニング指定
・ROI：視野の中から選択した範囲だけ撮影
・デジタルビニング：ビニング設定
・ヒストグラム：ダイナミックレンジ内で削除と拡張
・ダークフィールド補正：カメラ特性補正・シェーディング補正：フラットフィールド補正
・シャープネス：シャープネスの調節
・その他：ネガ、ポジの切り替え
・プリセット：撮影条件を名前を付けて保存

ToupView は選択しているカメラによってコントロールが変わります。
超高感度 2 段冷却カラー CMOS カメラでは、上記の項目の他に下記の項目が追加されます。
キャプチャ・解像度
露出モードの選択
ビデオモードとトリガモードのどちらかを選択してください。

冷却
カメラの冷却機能の設定ができます。
設定温度は、室温−40℃まで設定可能です。

Conversion Gain
Gain コントロールの選択が可能です。

ToupView P3
2-1 露出時間 / ゲイン
・ダブを開くと□が表示され、ドラックで移動した位置で露出を合わせます。
・自動露出：カメラが露出時間とゲインをコントロールします。
・目標照度：自動露出の明るさ目標を設定できます。
・露出時間：自動露出を解除するとマニュアルで調節できます。
・ゲイン ：自動露出を解除するとマニュアルで調節できます。
タブを閉じると□は消えます。

2-2 ホワイトバランス
・タブを開くと赤色の□が表示されます。
・□を任意の場所にドラックして、その場所でホワイトバランス
・スライドバーを動かして、マニュアル調節もできます。
・タブを閉じると□は消えます。

自動露出 調整□枠をクリックしてを調整します。

ホワイトバランス調整□枠

2-3 ブラックバランス

蛍光撮影の際に特定の領域をバックグラウンド（黒）と規定して調節します。
・タブを開くと赤色の□が表示されます。
・□の隅をドラックして大きさを変更できます。
・□をドラッグしてバックグラウンドの位置を決めます。
・ブラックバランスをクリックし決定します。
・初期設定をクリックして終了しタブを閉じてください。

ホワイトバランス調整後

ブラックバランス調整前※ブラックバランスは撮影が終了したら、初期設定に戻してください。
ブラックバランス調整後
コントロールパネルの設定はソフトウェアを閉じたときの設定が残ります。
その為、ブラックバランスを初期設定に戻さないと、次回撮影時に前回のブラックバランスが適応されてしまい、明視野撮影などに影響が出てしまいます。

2-4 ROI（対象領域）
画面上で領域を限定して撮影ができます。
・タブを開き適用をクリックすると画像外枠に青色の□が表示されます。
・□の隅をドラックして大きさを変更、ドラッグして位置を調節します。
・撮影を行うと□の部分だけを撮影することができます。
・初期設定をクリックしてタブを閉じて終了してください。

ToupView P42-5 デジタルビニング
蛍光撮影において、微弱蛍光で感度が取れない場合などに有効です。
CMOS センサーのピクセルを統合して解像度を変更します。
・スタック ピクセルの検出照度を積算します。（明るくなります）
・平均
ピクセルの検出照度を平均します。（明るさは変わりません）
・数量
集積度の設定（1x1、2x2、3x3、4x4）・終了するには、方法：スタック、数量：１にてタブを閉じてください。
ビニングなし感度

2-6 ヒストグラム
ダイナミックレンジ内で、下上を切り捨てて必要部分を拡張できます。
不要な色成分を取り除くこともできます。
RGB 標示、青・緑・赤色ごとの表示もできます。
蛍光観察などでバックが抜ききれない時などにも有効です。
終了は、初期設定をクリックしてタブを閉じてください。

３

画像の撮影と保存

三種類の画像撮影、保存方法があります。
3-1 静止画タブを使った撮影と保存方法・構図が決まったらをクリックします。
（画像をメモリー上にストックします。メモリー上のファイル名は数字で表され、ディスクへの保存はされていません）
・画像の保存は、画像を指定してをクリックして、保存フォルダを開き名前とフォーマットを指定して保存します。
・ライブ画像に戻るには、プレビュー [ カメラ型式 ] のタブをクリックします。
3-2を直接クリックする方法
・構図が決まったらをクリックして、保存フォルダを開き名前とフォーマット
を指定して撮影と保存を同時に行います。
3-3 クイック保存（あらかじめ保存名を決めて、自動で保存する方法）
・メニューバーのオプションタブの設定からクイック保存を選び、保存先・ファイ
ル名・ファイルフォーマットを指定します。
・プレフィックスは、画像ファイルのタイトルになります。
また、nnnn（順序）は、連番になります。
・設定が完了したら、をクリックするだけで、設定に従ってファイル名を付けて撮影保存します。

2x2 ビニング感度と解像度

ToupView P5４

明視野画像の撮影と保存

・ToupView ソフトウエアを立ち上げて、カメラを選択します。
・プレビューが表示されます。
・露出時間 / ゲインのタブをクリックしてウインドウを開きます。
・デフォルトは、自動露出です。タブを開くと調整位置に□が表示されます。
・露出が適正になるように□をドラッグで移動してください。
・自動露出で画質が問題なければ、ホワイトバランスに進んでください。
・１サンプルを何枚も撮影する場合は、露出を固定することをお勧めします。
・自動露出を解除すると、それまでの露出とゲインを維持してマニュアルに変わります。
・ホワイトバランスタブをクリックしてウインドウを開きます。
・プレビューに表示された□を視野のサンプルの無い場所（白い場所）にドラックし大きさを調節します。
・をクリックしてホワイトバランスを取ります。
・タブを閉じると□も消えます。
・撮影は P4「3, 画像の撮影と保存」を参考に撮影してください。
→静止画を使った撮影は、メモリー上に画像が保存され数字で名前が表示されます。個別に改めて HDD へ保存する必要があります。
→
を使った撮影では、保存フォルダが開きますので名前を付けて撮影と保存が一度に行えます。
→
は、先に設定した条件のもとのクリックだけで撮影と保存が出来ます。

ホワイトバランス調整□枠

5

自動露出 調整□枠

ホワイトバランス調整後

蛍光画像の撮影

明るい蛍光画像・蛍光画像撮影でも、最初に明視野でホワイトバランスをとります。
（グレースケール撮影の場合は、不要です）
・自動露出でも明るい蛍光画像であれば撮影できます。
・ブラックバランス P3「2-3 ブラックバランス」をとります。
・自動露出で綺麗に表現できていれば、撮影してください。

暗い蛍光画像・露出とゲインをマニュアルで調節します。
・明視野でホワイトバランスをとります。
・自動露出のチェックを外してマニュアル調節にします。
・撮影場所選びの際には、フレームレートを早めるためにゲインを高くします。
・露出時間を伸ばしていき、蛍光画像が確認できるようにします。
（表示画像がノイジーでも、場所を早く探せるので蛍光観察には有利です）
・撮影場所が決まったら、ゲインを下げて露出時間を長くして調節します。
・ブラックバランス P3「2-3 ブラックバランス」をとります。
・画像が調節できたら、撮影をしてください。
・多色蛍光画像撮影の場合は、同じ調節を繰り返します。
・ブラックバランスは、蛍光色素ごと初期設定戻して行ってください。
接眼レンズで確認できない暗い蛍光撮影
・P3「2-5 デジタルビニング」を使うと撮影できる場合があります。

2-3 ブラックバランス
蛍光撮影の際に特定の領域をバックグラウンド（黒）と規定して調節します。
・タブを開くと赤色の□が表示されます。
・□の隅をドラックして大きさを変更できます。
・□をドラッグしてバックグラウンドの位置を決めます。
・ブラックバランスをクリックし決定します。
・初期設定をクリックして終了しタブを閉じてください。

2-5 デジタルビニング
蛍光撮影において、微弱蛍光で感度が取れない場合などに有効です。
CMOS センサーのピクセルを統合して解像度 ( 受光面積 ) を変更します。
・スタック ピクセルの検出照度を積算します。（明るくなります）
・平均
ピクセルの検出照度を平均します。（明るさは変わりません）
・数量
集積度の設定（1x1、2x2、3x3、4x4）・終了するには、方法：スタック、数量：１にてタブを閉じてください。

ToupView P6
6

スティッチング（タイリング）

スティッチング機能は、プレビュー画面では、Live スティッチング（自動タイリング）・保存画像では、画像のつなぎ合わせソフトとして機能します。
5-1 Live スティッチング（自動タイリング）

5-2 画像のつなぎ合わせ・プレビュー画面を表示します。

・メニューバーのプロセスのプルダウンで、ステッティングを選択、もしくはメニューバーのスティッチングマーク

をクリックします。

・保存フォルダを開き、撮影しておいた部分画像を全て表示します。

・メニューバーのプロセスのプルダウンで、ステッティングを選択もしくはスティッチングマーク

をクリックします。

・Live スティッチングの画面が表示されます。

・ダイヤログが表示されますので、左ボックスから画像を選択もしくは・プレビュー画面上で画像が合成されるのがリアルタイムで表示されます。

・デフォルト設定を変更する必要はありません。

・モニター画面に合成画像が表示されますが、まだ保存されていません。

・モニター画面に合成画像が表示されますが、まだ保存されていません。

・顕微鏡ステージを任意の方向に、ゆっくりと動かします。

・終了するには、もう一度スティッチングをクリックします。
・で名前とフォーマットを指定して、保存してください。

すべて追加を選択して、次に進みます。

・完了をクリックするとつなぎ合わせ合成が始まります。
・で名前とフォーマットを指定して、保存してください。

※Live スティッチングはすべての画像で機能するものではありません。

7

フォーカススタッキング（深度フォーカス合成）

フォーカススタッキング機能
プレビュー画面では、Live フォーカススタッキングとして機能として保存画像では、手動フォーカス合成ソフトとして機能します。
6-1 Live フォーカススタッキング（自動深度フォーカス合成）
・プレビュー画面を表示します。
・メニューバーのプロセスのプルダウンで、フォーカススタッキングを選択、もしくはフォーカススタッキングマーク
をクリックします。
・Live スフォーカススタッキングの画面が表示されます。
・顕微鏡ステージのフォーカスノブで、ゆっくりとフォーカス動かします。
・プレビュー画面上で画像が合成されるのがリアルタイムで表示されます。
・終了するには、もう一度フォーカススタッキングをクリックします。
・モニター画面に合成画像が表示されますが、まだ保存されていません。
・で名前とフォーマットを指定して、保存してください。
6-2 手動フォーカス合成としてスティッチング機能の P5「2, 画像のつなぎ合わせとして」と同様に扱います。
・保存フォルダから分割撮影した画像を全て選択して表示します。
・メニューバーのプロセスのプルダウンで、フォーカススタッキング、もしくはスフォーカススタッキングマーク
をクリックします。
・ダイヤログボックスが表示されますので、左ボックスから画像を選択もしくはすべて追加を選択して、次に進みます。
・画面に従って進み、完了をクリックするフォーカス合成が始まります。
・モニター画面に合成画像が表示されますが、まだ保存されていません。
・で名前とフォーマットを指定して、保存してください。

ライブウインドウ

フォーカススタッキング済み画像※Live フォーカススタッキングはすべての画像で機能するものではありません。

ToupView P78蛍光画像の重ね合わせ（マージ）

蛍光画像合成は、何色でも蛍光画像をマージ（合成）することが来ます。
・あらかじめ撮影された蛍光画像をフォルダから選び表示します。
・メニューバーのプロセスのプルダウンから蛍光画像合成を選択します。
・蛍光画像合成のダイアログボックスが表示されます。
・元画像に画像のリストが表示されるので、画像を選びます。
・カラー画像はリセットされます、カラーの選択から色を選んで OK をクリック。
（蛍光色素がデフォルトで登録されており、選択することもできます）
・次の画像を選んで、上記同様に画像を追加してください。
・名前の前のチェックボックス（オン）は、画像の表示非表示です。
・画像の調節は、画像を選択し（選択した画像名が反転されます）右側のスライ
ドバー Ｂ（明るさ）Ｃ（コントラスト）Ｇ（ガンマ）で行います。
・参考：Ｂのスライドバーを上げてから、C のスライドバーを上げると簡単です。
・各色を前項の要領で画像を整えてください。
（画像の表示非表示を使って、一色ごとの調節もできます）
・調節が完了したら、× でダイアログボックスを閉じます。
・新規の番号で合成画像が表示されますので、で名前を付けて保存してください。

9

３色重ね色調整前

グリーン調整後

レッド調整後ブルー調整後（完成）

タイムラプスと動画の撮影
タイムラプス撮影
・メニューバーのキャプチャのプルダウンよりタイムラプス撮影を選択します。
・ダイアログボックスが表示されます。
・保存フォルダの指定、ファイル名の指定、画像フォーマットを指定します。
・撮影時間間隔（インターバルタイム）を設定します。
・撮影枚数を設定します。
・設定が済んだら OK をクリックして、撮影をスタートします。
・撮影がスタートすると録画マークがに変わります。
・左下に設定枚数の進捗情報が表示されます。
・撮影が終了すると、設定に従ってフォルダへ保存されます。
動画の撮影・録画マークをクリックします。
・動画のダイアログボックスが開きます。
・各項目の設定を行い、次に進んでください。
・最後の動画開始ダイアログボックスの時間制限で撮影時間を設定できます。
（タイム・ラプスの設定は意味が違いますので設定はしないでください）
・完了をクリックすると撮影が開始され、マークがに変わります。
・時間制限を使用しない場合は、をクリックして終了します。

ToupView P8
10

校正（スケールの登録）測長やスケールバーの挿入を行うためには対物レンズごとに校正が必要です。
登録は下記の手順にそって行ってください。
登録手順
1 メニューバーのプルダウンから、画面の表示を 100％に設定します。
2 メニューバーの校正マーク
をクリックします。
3 校正のダイヤログボックスと、基準のスケールが表示されます。
4 基準スケールの両端をドラッグして、マイクロメーターに合わせます。
5 メニューバーの倍率のプルダウンより対物レンズを選びます。
6 実際の長さに基準スケールに合わせた数値を入力します。
7 プルダウンより長さの単位を選択します。
8 OK をクリックして、登録となります。
9 対物レンズを変えて上記の作業を繰り返してください。
・ 以上で登録が完了です。

端をつかんでメジャーに合わせます。

基準スケール

対物レンズの選択

実寸の入力と単位選択校正が完了すると、赤枠のプルダウンに登録した倍率が出てきます。画像を撮影する際には必ず使用している倍率を選択してください。

スケールの登録を間違えてしまった場合は下記の手順で登録したスケールの削除を行ってください。
削除手順
1 メニューバーのオプションのプルダウンにあるスケールをクリックし、登録ボックスのダイアログを開きます。
2 削除する倍率を選択し、赤枠の削除ボタンをクリックします。
3 倍率の削除が完了したら、OK ボタンを押して変更を確定します。
4 ※OK ボタンを押さずにダイアログを閉じると、変更が確定されず削除ができませんので注意してください。
登録ボックス

ToupView P911スケールバーの挿入

・メニューバーのプルダウンから対物レンズを選択します。
（構成により登録されたレンズがプルダウンに表示されます）
・メニューバーのマークをクリックします。
・スケールバーのダイアログボックスが開きます。
・希望の長さを入力してください。
・OK をクリックすると画面にスケールバーが表示されます。
・左側には、スケールバーのプロパティが表示され、線の太さ・文字の大きさ
色など変更することができます。
・スケールバーの表示位置は、ドラッグして任意の位置に動かせます。
デフォルト表示

文字大きさ＆線太さ変更

スケールバーダイアグラム

12

デフォルト表示

文字大きさ＆線太さ変更

ドラッグ位置調整

スケールバーの追加と変更

対物レンズを正しく選択して撮影した画像には、通常通りメニューバーのをクリックして任意の設定 (11 スケールバーの挿入 ) を行うことで、スケールバーの挿入ができます。
誤った対物レンズを選択し撮影してしまった画像にスケールバーを挿入する場合は、下記の手順で挿入ができます。
1. 画面下にあるをダブルクリックし、解像度のダイアログを開きます。

2. カスタムのプルダウンから撮影した対物レンズを選択します。
3. ピクセル / から単位を選択し、OK をクリックします。
4. 通常通りの方法でスケールバーを挿入してください。

※画像とレイヤーは別々のデータとして保存されます。Toup View でその画像を開くと画像とレイヤーが一緒に表示され追加や変更も可能ですが、ほかの画像ソフトではレイヤーが表示されません。他の画像ソフトで画像とレイヤーを表示するには下記の方法で画像とレイヤーをマージしてください。
マージした画像はレイヤーの変更はできませんので、ご注意ください。

レイヤーのプルダウンから画像にマージを選択します。 OK をクリックしてマージを行います。

画像の保存は、をクリックしてダイアログを開き名前とフォーマットを指定して保存します。

ToupView P1013

計 測・ 測 長

・メニューバーのプルダウンから対物レンズを選択します。
・計測のツールバーもしくは計測タブのプルダウンから測定項目を選びます。
・計測は、始点でクリックし終点でクリックして行います。
・計測の結果が表示され、文字はドラッグで移動できます。
・左に計測のプロパティが表示され、各変更ができます。
・左下の計測シートをクリックすると結果が表形式で表示されます。
・Excelにエクスポート
をクリックするとエクセル表にソートされます。
・エクセルシートは、名前を付けて保存してください。
・測定画像の保存は、で名前とフォーマットを指定してください。
・測定結果は、レイヤーに残ってしまいます。
・選択ツールで全てを選択して、Deleteしてください。

デフォルト表示

数値はドラッグで移動できます。

※計測・測長などのレイヤーもスケールバーと同じ方法で画像にマージし保存が可能です。

計数のプロパティ

14

計測シート表示エクセルへエクスポート

エクセルへエクスポート結果

自動カウント・メニューバーのプロセスのプルダウンから自動カウントを選択します。
・サブメニューが開きます、適正な自動カウントメニューを選択します。
・画像は、判別分析法（明）です。これは明るい物をカウントします。
・サブメニューを選択すると計数のオプションが表示されます。
・カウントのスタイルや色、面積や周囲長でカウントの範囲を限定できます。
・説明写真は、デフォルトのままでカウントしました。
・重なりは、サブメニューの対象を分割で切り分けることができます。
・サブメニューの計数結果をクリックすると、結果を表にして表示します。
・表は、エクスポートをクリックすることでエクセルシートにソートされます。
・エクセルシートには、計数結果の画像も一緒にソートされます。
（画像は元画像の大きさで張り付けされます。後で縮小してください）
・画像の保存は、で名前とフォーマットを指定してください。
・自動カウントは、画像に適したモードとパラメーターを作る必要があります。

サブメニュー

デフォルトで自動カウント

重なりを拡大対象を分割で切り分け
サブメニュー

サブメニューから計数結果を選択

計数結果の表示

エクスポートでエクセルへソート

ToupView P11
15

4K Hybrid Camera接続時コントロール

ToupView は選択しているカメラによってコントロールが変わります。
4K カメラを接続したときは、下記に記載されているコントロールに機能が制限されますのでご注意ください。
◇コントロールパネル◇蛍光画像の撮影

・カメラリスト：カメラの選択・キャプチャ：撮影と解像度の選択
・露出時間：自動露出とマニュアル設定
・ホワイトバランス：ホワイトバランスの設定
・カラー調整：お好みの色に調節
・フリッカーレス：周波数ノイズの除去
・ビットレート：デフォルトで最大・カラー / モノクロ：カラーとグレースケールの選択
・上下・左右：表示画像の向きが合わない場合に変更
・ダークフィールド補正：カメラ特性補正
・その他：ネガ、ポジの切り替え

４K Tribrid Camera は、明視野撮影用のカメラですが明るい蛍光画像
であれば撮影することができます。
・蛍光サンプルでも明視野でホワイトバランスをとり、固定します。
・自動露出で蛍光画像がきれいでしたらもしくはで撮影します。
蛍光画像がノイジーな場合、・自動露出を解除します。
・露出時間とゲインを調節して画像を調節します。
・バックが高い場合は、コントラストとガンマを調節してください。
・
もしくはをクリックして撮影保存します。

◇明視野画像の撮影と保存（４K Tribrid Camera）
１

ホワイトバランスをとります。
・グローバルオートでサンプルの無い場所に合わせてマニュアルをチェックして固定します。
→グローバルオートの場合、サンプルの位置ごとに調整してしまう為、固定した方が実際の見え方に近くなります。
・視野をサンプルに移動してください。
２ 自動露出を解除し露光時間を固定します。
→自動露光の場合、サンプルの位置ごとに明るさを変更してしまう為、固定した方が実際の見え方に近くなります。
３ 撮影は P4「3, 画像の撮影と保存」を参考に撮影してください。
→静止画を使った撮影は、メモリー上に画像が保存され数字で名前が表示されます。個別に改めて HDD へ保存する必要があります。
→
を使った撮影では、保存フォルダが開きますので名前を付けて撮影と保存が一度に行えます。
→
は、先に設定した条件のもとのクリックだけで撮影と保存が出来ます。
ホワイトバランス調整□枠

自動露出は、
視野が決まっ

たら解除しますホワイトバランスが決まったら、固定するためにマニュアルにチェック

ROI を使ったホワイトバランス
・ROI を使って画面に□を表示させます。
・ホワイトバランスをとる場所に□をドラッグして移動して□の隅をドラッグして大きさを調整して確定します。
・この場合でもホワイトバランスを固定するためマニュアルにチェックを入れることをお勧めします。

◇タイムラプスと動画の撮影
タイムラプス撮影
・メニューバーのキャプチャのプルダウンよりタイムラプス撮影を選択します。
・ダイアログボックスが表示されます。
・ファイルの種類、撮影時間間隔（インターバルタイム）、撮影枚数を設定します。
・保存先、ファイル名・種類の設定をします。
・設定が済んだら完了をクリックして、撮影をスタートします。
・撮影がスタートすると録画マークがに変わります。
・左下に設定枚数の進捗情報が表示されます。
・撮影が終了すると、設定に従ってフォルダへ保存されます。
動画の撮影・録画マークをクリックします。
・動画のダイアログボックスが開きます。
・各項目の設定を行い、次に進んでください。
・最後の動画開始ダイアログボックスの時間制限で撮影時間を設定できます。
（タイム・ラプスの設定は意味が違いますので設定はしないでください）
・完了をクリックすると撮影が開始され、マークがに変わります。
・時間制限を使用しない場合は、をクリックして終了します。

ToupView

対応カメラ一覧

ToupView Software には、ご紹介以外にも多種類の機能を持っています。
付属 USB メモリーの Help Manual をご覧ください。
ToupView Software は、カメラの型式によってコントロールの項目と範囲が変わります。

グローバルシャッターCMOSカメラ ５モデル
全モデル同じ超高感度、ピクセルサイズは同じで解像度が高くなるとセンサーサイズが大きくなります。
選択の基準は、解像度とフレームレートだけです。
IP112300A

1230万画素：フル解像度で23fps、低倍での広視野撮影、高解像度での微弱蛍光撮影も得意です。

IP105000A

500万画素：フル解像度で35fps、性能と金額シリーズ１番のバランスの良いモデルです。

IP101500A

150万画素：フル解像度で164fps、2ｘ2ビニングで300fpsシリーズ１番の高フレームレート、
こんなお仕事にお勧めです。

IP109000A
IP103100A

900万画素：フル解像度で34fps、1inchセンサーで余分なレンズも不要、お勧めのモデルです。

310万画素：フル解像度で53fps、一般的な撮影には十分な解像度、
リーズナブルに高性能カメラをお使い頂けます。

超高感度２段冷却カラーCMOS Camera
特徴

・全モデルSony社CMOSセンサーを搭載、色再現性も抜群です。

・全モデル明視野撮影から微弱蛍光撮影まで高いレベルでこなします。

・ペルチェ２段冷却で長時間露光でもノイズの少ないコントラストの高い撮影ができます。

・OwlEye-170Cは、ピクセルサイズが9.0ｘ9.0picel 4910mv/1/30sの他に類を見ない超高感度カメラです。
・より短い露光時間で撮影が必要な蛍光サンプルに有効です。
Model

画素数

インターフェースCMOSセンサー

型式

シャッター

冷却能力

センサーサイズ

超高感度カラーCMOSカメラ
OwlEye-710C

MTRP107100A

超高感度カラーCMOSカメラ
OwlEye-170C

MTRP101700A

超高感度カラーCMOSカメラ
OwlEye-830C

MTRP108300A

700万画素USB 3.0

Sony IMX428

グローバルシャッター

室温−40℃

1/1"(3200ｘ2200)

170万画素USB 3.0

Sony IMX432

グローバルシャッター

室温−40℃

1/1"(1600ｘ1100)

830万画素USB 3.0

Sony IMX485

ロールングシャッター

室温−40℃

1/1.2"(3840ｘ2160)

構成内訳：カメラ本体、USB3.0ケーブル、ACアダプター12V3.4A、ToupViewソフトウエアUSB

ピクセルサイズ4.5ｘ4.5

9.0ｘ9.0

2.9ｘ2.9

感度

フレームレート

Dark Signal

撮影条件によって変動します

2058mv with 1/30s

12fps 3200x2200

0.15mv with 1/30s

33fps 1600x1100

4910mv with 1/30s
0.15mv with 1/30s

33fps 1600ｘ1100

2188mv with 1/30s

43fps 3840x2160

0.15mv with 1/30s

66fps 1920x1080

露光時間

Cﾏｳﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

0.1ms〜3600s

1.0ｘ

0.1ms〜3600s

1.0ｘ

0.1ms〜3600s

1.0ｘ

別途コンピューターが必要です。（必要スペック：CPU: i5 2.5MHz以上、RAM 8GB以上、Windows10/11

64bit）

Feel free CMOS Camera・アイピースカメラ

お気軽に使える Hight Cost Parformance カラー CMOS カメラ

三眼鏡筒がついていない顕微鏡でもSony 社製 IMX335 CMOS センサーを搭載つけることができます。

500 万画素、使いやすい 4：3 フォーマット

Model
型式
Feel free CMOSカメラ USB2.0
CP605100B
アイピースカメラ

USB3.0TP305100A

画素数
500万画素ローリングシャッター
500万画素ローリングシャッター

インターフェース

USB 2.0

USB 3.0

構成内訳：カメラ本体、USB2.0ケーブル、ToupViewソフトウエアUSB

お問合せは、

CMOSセンサー
センサーサイズSony IMX335
1/2.8”(2592 x 1944)
Sony IMX335
1/2.8”(2592 x 1944)

ピクセルサイズ

2.0 x 2.0

2.0 x 2.0

感度

フレームレート

Dark Signal

撮影条件によって変動します

505mv with 1/30s

26fps 2592 x 1944

0.15mv with 1/30s

26fps 1280 x 960

505mv with 1/30s

20fps 2592 x 1944

0.15mv with 1/30s

20fps 1280 x 960

露光時間

Cﾏｳﾝﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

0.1〜2000ms

0.5ｘ

0.1〜2000ms

0.5ｘ

別途コンピューターが必要です。

http://www.biotoold.jp

バイオツールズ株式会社

info@biotools.jp