操作性と精度が進化！
Countess 3、Countess 3 FL
自動セルカウンター

解析アルゴリズムを強化
小さい細胞や細胞凝集塊のサンプルにアプローチ
Invitrogen™ Countess™ 3、Invitrogen™ Countess™ 3 FL 自動セルカウンターは、スライドを挿入すると、自動でフォーカスを調整し細胞をカウントします。また、Deep Learning による解析アルゴリズムを搭載し、細胞の認識・識別精度を強化しました。これにより、末梢血単核細胞（PBMC）などの小さい細胞や細胞凝集塊の細胞カウントの正確性と精度が向上します。

特長• 解析アルゴリズムを強化して、正確性と精度を向上• オートフォーカス機能で、データ保存まで完全自動化※1• ヒストグラムや SCF ファイルなどを自動レポート• 再利用可能なガラススライドに適応※2• 蛍光測定も追加が可能※3※1 明視野モードで使用する場合※2 Countess 3／Countess 3 FL 自動セルカウンター両モデルで対応※3 Countess 3FL自動セルカウンターのみ。蛍光測定機能をご使用いただくには、別売のInvitrogen™ EVOS™ Light Cubeが必要

Countess 3、Countess 3 FL
自動セルカウンター製品特長の違い
Countess 3

Countess 3 FL

自動セルカウンター 自動セルカウンター
オートフォーカス機能〇〇

明視野でのカウント〇〇

トリパンブルー染色のカウント〇〇

蛍光測定機能（Light Cube の使用）ー〇ディスポーザブルスライドの適応〇〇

ガラススライドの適応〇〇

Attune NxT Flow Cytometer1x10Cells/mL

7Countess 3 FL instrument
Hemocytometer

1x106

1x105

1x104
CHO K1HeLa

HEK293JurkatPBMCCountess 3 FL 自動セルカウンター、Invitrogen™ Attune™ NxTFlow Cytometer、手動カウントによる測定結果の比較
Deep Learning による解析アルゴリズムにより、小さい細胞の認識・細胞凝集塊サンプルの測定
Countess 3、Countess 3 FL 自動セルカウンターは、凝集塊サンプルであっても細胞の境界を明確に描写し、正確に同定します。

識別精度が向上し、擬陽性・偽陰性の少ない、精度の高いデータを提供します。

細胞カウントはスライドを挿入するだけ！
10 µLの細胞懸濁液をロードした専用のスライドをCountess 3、Countess 3 FL 自動セルカウンター に挿入すると、「Rapidcapture」機能により自動的にフォーカスを合わせ、細胞をカウントします。
「Auto save」機能でデータの自動保存も可能です。

30 秒以内1 × 104 − 1 × 10 7 cells/mL
4 − 60 µm
10 µL
4 GB、FAT ファイルシステム
5 メガピクセル、2.5X 光学倍率
Countess 3 自動セルカウンター：
1チャンネル（明視野）Countess 3 FL 自動セルカウンター：
3チャンネル（ 明視野 + Light Cube 用スロット × 2 ）処理時間（データ保存まで）
サンプル濃度範囲
サンプル直径範囲
サンプル必要量

USB ドライブ
カメラ
チャンネル数蛍光フィルター（Countess 3 FL 自動セルカウンターのみ、オプション）

スライドを挿入すると、自動的にフォーカスを合わせ細胞をカウントします。

直感的なインターフェースで、結果をすぐに確認できます。

EVOS Light Cube（DAPI、CFP、GFP フィルターなど）

W228.6 × D139.7 × H228.6 mm
3.6 kg
12 V DC、2A

本体寸法
重さ
電源（本体）EVOS Light Cube で、蛍光測定に対応（Countess 3 FL 自動セルカウンターのみ）

C o u nte s s 3 FL 自動セルカウンターは、最 大 2 種 類のEVOS Light Cube（オプション）を搭載できます。GFP ベク
ターの導入効率の測定、蛍光を用いた細胞の生死判定など、幅広いアプリケーションに対応します。

Light Cube は、LED 光源、光路、フィルターを内蔵しています。Plugand-play 方式でお客さまご自身で簡単に交換、調整することができます。

Ordering information
製品名

サイズ
一式
一式

Countess 3 FL Automated Cell Counter
Countess 3 Automated Cell Counter

製品番号

希望小売価格AMQAF2000
AMQAX2000¥670,000¥520,000

サイズ

製品番号50 slides
500 slides
1 unitC10228
C10312
A257501 each1 each1 eachAMEP4950
AMEP4951
AMEP4952

100 assays
100 assays
100 assays

A49903
A49904
A49905100 µL

C10423

Countess関連製品
製品名スライド

Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides
Invitrogen™ Countess™ Reusable Slide
Light Cube
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, DAPI 2.0
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, GFP 2.0
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, RFP 2.0
細胞の生死判定試薬

Invitrogen™ ReadyCount™ Red Dead Cell Stain
Invitrogen™ ReadyCount™ Blue Nuclear Stain
Invitrogen™ ReadyCount™ Green/Red Viability Stain
アポトーシス検出試薬

Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green Detection Reagent

製品の詳細はこちらをご覧ください

thermofisher.com/countess

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2020, 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2023年 4月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc MP142-B2304OB

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポート
オーダーサポート
営 業 部

0120-477-392
jptech@thermofisher.com
TEL：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584
TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP

販売店