標 準 温 度 セ ン サ
標準白金測温抵抗体
標準熱電対
極低温用標準白金一コバルト測温抵抗体
本器は、1990 年国際温度目盛（ITS − 90）に基づいた標準温度センサ＊です。
極低温用標準白金−コバルト測温抵抗体、低温用、中温用、高温用および高温用低抵抗形標準白金測温抵抗体、並びに標準熱電対の種類があり、4K から 1500℃までの測定が出来ます。
工業技術院計量研究所（現 国立研究開発法人 産業技術総合研究所）の指導のもとに商品化された R800 シリーズ標準白金測温抵抗体は、海外諸国の標準研究機関で採用され、その性能、信頼性の両面で高い評価を確立しています。

MODEL R800-0●工業技術院計量研究所の指導による最高の製作技術と厳選された最高品質の材料により製作されています。
●低温用標準白金測温抵抗体は、13K までの標準温度センサとして我国初の国際商品です。
MODEL R800-2●中・高温用標準白金測温抵抗体は、国内の標準機関はもとより、海外諸国の標準研究機関へ多数の納入実績を持ち、測温諮問委員会（CCT）に於いて、その性能面で高い評価を確立しました。
●極低温用標準白金−コバルト測温抵抗体は、4K までの極低温領域にて優れた再現性と安定性を有する標準温度センサです。

MODEL C800-35■標準温度センサの体系
極低温用標準白金-コバルト測温抵抗体 MODEL R800-4
標準白金測温抵抗体R800シリーズ

低温用標準白金測温抵抗体 MODEL R800-0
中温用標準白金測温抵抗体 MODEL R800-2
高温用標準白金測温抵抗体 MODEL R800-3

標準温度センサ

高温用低抵抗形標準白金測温抵抗体 MODELR800-3T
S熱電対 MODELC800-15
標準熱電対C800シリーズ

R熱電対 MODELC800-35
B熱電対 MODELC800-65＊標準熱電対は ITS-90 の補間用計器からは除外されております。

1PE-15-8

低温用標準白金測温抵抗体（カプセル形）
MODEL R800-0
MODEL R800-0

本器は、13.8033K（− 259.3467℃、平衡水素の三重点）から 273.16K（0.01℃、水の三重点）までの標準温度センサ
で低温領域での使用に適する小形の白金カプセル形構造になっています。
● 1990 年国際温度目盛の規定に適合しています。

■目盛校正●感温部は、ストレインフリーのダブルコイル方式構造の採用と、本器を標準温度センサとして使用する場合、目盛校正を行い、独自の製造処理技術により、長時間にわたってすぐれた再温度─抵抗値表を作成することが必要です。ご希望により校現性、安定性を持続いたします。

正を行い、温度─抵抗値表を作成致します。
（別途校正費が必要となります。
）■一般仕様
測定温度範囲：13K 〜 30℃
抵 抗 値：25.5 Ω± 1 Ω（at0℃）●目盛校正試験
校正点：水の三重点（273.16K）

測 定 電 流：1mA

水銀の三重点相当（234.3156K）

温 度 特 性：R（− 38.8344℃）/R（0.01℃）≧ 0.844235※アルゴンの三重点相当（83.8058K）

感度：0.1 Ω /K
自 己 加 熱：約 1mK/1mA※酸素の三重点相当（54.3584K）

封 入 ガ ス：ヘリウムガス※平衡水素の沸点相当（20.2711K）

接 続 リ ー ド：4 導線式※平衡水素の 17.035K 点相当（17.035K）

巻保護※ネオンの三重点相当（24.5561K）

白金線φ 0.3mm × 40mm

枠：十字形石英
管：カプセル形白金シースφ 5mm × 43mm

※平衡水素の三重点相当（13.8033K）
校正の不確かさ：0.1K※印は比較校正■構造●温度─抵抗値表

本器は、十字形石英巻枠にダブルコイル方式で白金抵抗線を目盛校正試験の校正値を用い、13K 〜 0℃間を 1K 間隔で目巻いたエレメントを、白金シースのカプセルに収納し、メタルガラ盛補間し、抵抗値表を作成致します。

スシールにより接続リードを取り出しています。

■外形寸法
ガラスシール

0± 0.1φ5白金抵抗素線

φ7±1

ガラスシール

白金リード線43±112±240±1※リード線取り出し部は多少変更することがあります。
単位：mmPE-15-82中温用標準白金測温抵抗体（ステム形）
MODEL R800-2
MODEL R800-2

本器は、73K（− 200℃）から 933.473K（660．323℃、アルミニウムの凝固点）までの標準温度センサで、石英保護管のステム形構造になっています。
● 1990 年国際温度目盛の規定に適合しています。

■目盛校正●感温部は、ストレインフリーのダブルコイル方式構造の採用と、独自の製造処理技術により、長時間にわたってすぐれた本器を標準温度センサとして使用する場合、目盛校正を行い、再現性、安定性を持続いたします。

温度─抵抗値表を作成することが必要です。ご希望により校● 対流防止板、表面つや消し仕上げの保護管等ユニークな正を行い、温度─抵抗値表を作成いたします。
（別途校正費が構造により、熱放射、熱伝導等による誤差を低減しています。

必要となります。
）●目盛校正試験■一般仕様

校正点：アルミニウムの凝固点（660.323℃）

測定温度範囲：73K 〜 661℃
抵 抗 値：25.5 Ω± 1 Ω（at0℃）

亜鉛の凝固点（419.527℃）
錫の凝固点（231.928℃）

測 定 電 流：1mA

水の三重点（0.01℃）

温 度 特 性：R（29.7646℃）／ R（001℃）≧ 1.11807

校正の不確かさ：0.01K

感度：0.1 Ω /K
自 己 加 熱：約 2mK/1mA●温度一抵抗値表
目盛校正試験の校正値を用い、0℃〜 661℃間の R（t）値を封 入 ガ ス：アルゴン・酸素の混合ガス

1K 間隔で目盛補間し、推抗値表を作成いたします。

接続内部リード：白金線
接続外部リード：4 導線式キャブタイヤコード 2m■外形寸法

金メッキ端子付
護

枠：十字形石英管：石英表面つや消±0.5

保（φ 7.0 ± 0.5）mm × 600mm

■構

60090

φ7.0

巻

保護スプリング
端子箱（ベークライト）

造

1900

本器は、十字形石英巻枠にダブルコイル方式で白金抵抗線を100巻いたエレメントを、石英の保護管に収納したものです。保護管内部はエレメントの外、対流防止板、スペーサ、内部リード線

単位：mm等により構成され、金メッキ端子の付いた 4 導線式外部リードが接続されています。

白金内部リード線

白金抵抗素線

十字形巻枠
対流防止板

保護管

3PE-15-8

高温用標準白金測温抵抗体（ステム形）
MODEL R800-3
MODEL R800-3

本器は、273.15K（0℃）から 1234.93K（961.78℃、銀の凝固点）までの標準温度センサで、感温線に高純度、太線径の白金線を用いた石英保護管のステム形測温抵抗体です。

● 1990 年国際温度目盛の規定に適合しています。

■目盛校正●感温部は、ストレインフリーのダブルコイル方式構造の採用と、本器を標準温度センサとして使用する場合、目盛校正を行い、独自の製造処理技術により、長時間に亘ってすぐれた再現温度─抵抗値表を作成することが必要です。ご希望により校性、安定性を持続いたします。

正を行い、温度─抵抗値表を作成いたします。
（別途校正費が必要となります。
）●高温測定に適した長尺の石英保護管を使用しています。

●目盛校正試験■一般仕様

校正

点：銀の凝固点（961.78℃）

測定温度範囲：0℃〜 962℃
抵 抗 値：2.55 Ω± 0.1 Ω（at 0℃）

アルミニウムの凝固点（660.323℃）

測 定 電 流：1mA

錫の凝固点（231.928℃）

温 度 特 性：R（29.7646℃）/R（0.01℃）≧ 1.11807 および水の三重点（0．01℃）

亜鉛の凝固点（419.527℃）

R（961.78℃ /R（0.01℃）≧ 4.2844
度：0.01 Ω /K
自 己 加 熱：約 0.2mK/1mA

校正の不確かさ：水の三重点、錫、亜鉛点

感

アルミニウム点
銀点

封 入 ガ ス：アルゴン・酸素の混合ガス

目盛校正試験の校正値を用い、660℃〜 962℃間の R（t）値を接続外部リード：4 導線式キャブタイヤコード 2m

1K 間隔で目盛補間し、抵抗値表を作成いたします。

金メッキ端子付■構■外形寸法±0.5

護枠：十字形石英管：石英表面つや消（φ 7.0 ± 0.5）mm × 700mm

造70090φ7.0保0.03℃●温度一抵抗値表

接続内部リード：白金線

巻0.01℃

0.02℃

本器は、十字形石英巻枠にダブルコイル方式で白金抵抗線を保護スプリング巻いたエレメントを、石英保護管に収納したものです。保護管

端子箱（ベークライト）

内部はエレメントの外、対流防止板、スペーサ、内部リード線等

1900により構成され、金メッキ端子の付いた 4 導線式外部リードが100接続されています。
単位：mm
白金内部リード線

白金抵抗素線

十字形巻枠
対流防止板

PE-15-8

保護管4高温用低抵抗形標準白金測温抵抗体（ステム形）
MODEL R800-3T
本器は、273.15K（0℃）から 1234.93K（961.78℃、銀の凝固点）までの標準温度センサで、感温線に高純度、太線径の白金線を用いたステム形測温抵抗体です。

MODEL R800-3T● 1990 年国際温度目盛の規定に適合しています。
●感温部は、ストレインフリーのシングルコイル方式構造を採用しています。
● 旧モデル R800-3L の感温部構造に改良を加え、安定性、再現性をさらに高めました。（国立研究開発法人 産業技術総合研究所にて評価検証済み）● 高温測定に適した低抵抗形のため、絶縁抵抗の影響が極めて小さくなっています。

■目盛校正
本器を標準温度センサとして使用する場合、目盛校正を行い、温度─抵抗値表を作成することが必要です。ご希望により校正を行い、温度─抵抗値表を作成いたします。
（別途校正費が必要となります。
）●目盛校正試験■一般仕様

校正

点：銀の凝固点（961.78℃）

測定温度範囲：0℃〜 962℃
抵 抗 値：0.25 Ω（at 0℃）

アルミニウムの凝固点（660.323℃）

測 定 電 流：10mA

錫の凝固点（231.928℃）

温 度 特 性：R（29.7646℃）/R（0.01℃）≧ 1.11807 および水の三重点（0.01℃）

亜鉛の凝固点（419.527℃）

R（961.78℃）/R（001℃）≧ 4.2844

校正の不確かさ：水の三重点、錫、亜鉛点

感度：1m Ω /K
自 己 加 熱：約 0.02mK/1mA

アルミニウムの凝固点
銀の凝固点

0.01℃
0.02℃

0.03℃

封 入 ガ ス：アルゴン・酸素の混合ガス
接続内部リード：白金線●温度一抵抗値表

接続外部リード：4 導線式キャブタイヤコード 2m

目盛校正試験の校正値を用い、0℃〜 962℃間の R（t）値を1K 間隔で目盛補間し、抵抗値表を作成いたします。

金メッキ端子付
巻保護●銀点校正試験（校正試験記号 F-0B）

枠：十字形石英管：石英表面つや消（φ 7.0 ± 0.5）mm × 700mm

銀の凝固点と水の三重点の 2 点のみの校正試験も用意しております。

■構

造

■外形寸法

本器は、十字形石英巻枠にシングルコイル方式で白金抵抗線±0.5を巻いたエレメントを、石英の保護管に収納したものです。保
70090

φ7.0

護管内部はエレメントの外、対流防止板、スペーサ、内部リード線等により構成され、金メッキ端子の付いた 4 導線式外部リー保護スプリングドが接続されています。

端子箱（ベークライト）
1900100

白金内部リード線

白金抵抗素線

単位：mm
十字形巻枠
対流防止板

保護管

5PE-15-8極低温用標準白金−コバルト測温抵抗体（カプセル形）MODEL R800-4
MODEL R800-4
本器は、4K から 13K までの標準用温度センサで、感温線に白金−コバルト希薄合金を採用しています。白金−コバルト■目盛校正

希薄合金は、貴金属の白金に微量の磁性元素のコバルトを本器を標準用温度センサとして使用する場合、目盛校正を合金したもので、極低温領域における抵抗値、感度が白金な行い、温度─抵抗値表を作成することが必要です。ご希望

どの純金属よりはるかに大きい特性をもっています。白金一により校正を行い、温度─抵抗値表を作成致します。（別コバルト測温抵抗体は、本器のほかに一般計測用としての工途校正費が必要となります。
）

業用（MODEL R800-6）も用意されています。

校正温度：4K 〜 0℃または 14K 〜 0℃
● 4K から 0℃の領域を 1 本のセンサで測定ができます。

■外形寸法●感度（抵抗変化率）がほぼ一定しています。
●感温部の構造は、ダブルコイル式のため再現性が非常にす

測定温度範囲：4K 〜 0℃
感 温 線：白金−コバルト希薄合金（Pt・0.5At％ Co）

43±112値：100 Ω± 4 Ω（at0℃）
測 定 電 流：1mA±240±1抗※リード線取り出し部は多少変更することがあります。
単位：mm

感度：Min 0.09 Ω /K（at12K）Max 0.4 Ω /K
自 己 加 熱：約 2mK/1mA、LN2 中において封 入 ガ ス：ヘリウムガス
接 続 リ ー ド：4 導線式
巻保φ70± 0.1φ5■一般仕様

抵

ガラスシール±1

ぐれています。
●ヘリウムガスの封入により応答性がすぐれています。

護■構

白金線φ 0.3mm × 40mm

枠：十字形石英
管：カプセル形白金シースφ 5mm × 43mm

造

本器は、十字形石英巻枠にダブルコイル方式で白金コバルト抵抗線を巻いたエレメントを、白金シースのカプセルに収納し、メタルガラスシールにより接続リードを取り出しています。
ガラスシール白金抵抗素線

PE-15-8

白金リード線6

標準熱電対MODEL C800-15（S 熱電対）
C800-35（R 熱電対）
C800-65（B 熱電対）

MODEL C800-35

本器は、200℃〜 1554℃までの標準センサで、高純度再結晶アルミナ磁性保譲管のステム形構造になっています。
●厳選した熱電対素線とユニークな洗浄、熱処理技術によ■目盛校正り極めて安定した高精度のセンサです。
●保護管、絶縁管は、高純度の再結晶アルミナを使用し、本器を標準温度センサとして使用する場合、目盛校正を行い、熱伝導が高く、酸化還元雰囲気において非常に安定して温度─熱起電力表作成することが必要です。ご希望により校います。（別途校正費が必要となります。
）

正を行い、温度─熱起電力表を作成致します。
（別途校正費が● 1990 年国際温度目盛の補間用計器からは除外されまし必要となります。
）

たが、工業用標準としてご利用いただけます。

校正温度：0 〜 1554℃

■一般仕様

■外形寸法

● C800-15
線：S 熱電対径：φ 0.5mm

線

60060

φ6素

素 線 長 さ：1500mm

アダプタ（アルミニウム） 保護スプリング

測定温度範囲：最高温度 1400℃
保 護 管：コランダム質再結晶アルミナ

840

φ 6mm × 600mm
単位：mm● C800-35
素線：R 熱電対
径：φ 0.5mm線

素 線 長 さ：1500mm
測定温度範囲：最高温度 1400℃
保 護 管：コランダム質再結晶アルミナ
φ 6mm × 600mm● C800-65
素線：B 熱電対径：φ 0.5mm線

素 線 長 さ：1500mm
測定温度範囲：最高温度 1554℃
保 護 管：コランダム質再結晶アルミナ
φ 6mm × 600mm■構造

本器は、熱電対素線、再結晶アルミナの保護管および絶縁管とアダプタから構成されています。
保護管

アダプタ

絶縁管
熱電対素線

7PE-15-8

参 考■ 1990 年国際温度目盛
1990年国際温度目盛の目盛定めのしくみ
exp C2 −1
Lλ（T）
λTx＝Lλ（Tx）
exp C2 −1
λT
TxはAgFP, AuFPまたはCuFPのいずれか1つ
Lλ（T）, Lλ（Tx）
は温度T、Txでの黒体の波長λでの分光放射輝度

補間計器

（ ）
（ ）

湿度範囲

定義定点
●銅の凝固点（CuFP）
1084.62℃（1357.77K）

放射温度計●金の凝固点（AuFP）
1064.18℃（1337.33K）
961.78℃●銀の凝固点（AgFP）
961.78℃（1234.93K）

C2＝0.014388m・K◎白金抵抗温度計の条件
W（T）＝R（T）/R273.16K
W（Ga）≧l.l1807またはW（Hg）≦0.844235
AgFPまで使用のものはさらにW（Ag）≧4.2844◎0℃〜961.78℃の実現方法r T）+ΔW（T）
W（T）=W（r T）
は次式で求める。
W（9ii＝1iW −2.64｛ T−754.15｝またはT−273.15＝Do＋ΣD｛ 1.64 ｝
481
9W（r T）＝Co＋ΣCi（r t）

ii＝1Co、Ci、DoおよびDiは表1による。
232ΔW（T）＝a〔W（T）−1〕＋b〔W（T）−1〕＋c〔W（T）−1〕＋d〔W（T）−W（Al）〕───── ①
a、bおよびcは660.323℃までの値を用い、dはAgFPでのWr（T）からの偏差で決定される。
●0℃〜660.323℃のΔW（T）①式を利用、d＝0でa、bおよびcはH2OTP、SnFP、ZnFPおよびAℓFPでの測定から決定される。

●アルミニウムの凝固点（AℓFP）
660.323℃（933.473K）●0℃〜419.527℃のΔW（T）①式を利用、c＝d＝0でaおよびbはH2OTP、SnFPおよびZnFPでの測定から決定される。

●亜鉛の凝固点（ZnFP）
419.527℃（692.677K）●0℃〜231.928℃のΔW（T）①式を利用、c＝d＝0でaおよびbはH2OTP、InFPおよびSnFPでの測定から決定される。

●すずの凝固点（SnFP）
231.928℃（505.078K）●インジウムの凝固点（InFP）
156.5985℃（429.7485K）

白金抵
抗温度計

●0℃〜156.5985℃のΔW（T）①式を利用、b＝c＝d＝0で、aはH2OTPおよびInFPでの測定から決定される。
●0℃〜29.7646℃のΔW（T）①式を利用、b＝c＝d＝0で、aはH2OTPおよびGaMPでの測定から決定される。
●−38.8344℃〜29.7646℃のΔW（T）①式を利用、c＝d＝0でaおよびbはHgTP、H2OTPおよびGaMPでの測定から決定される。

●ガリウムの融解点（GaMP）
29.7646℃（302.9146K）●水の三重点（H2OTP）
273.16K（0.01℃）◎13.8033K〜273.16Kの実現方法
W（T）=Wr（T）+ΔW（T）
Wr（T）は次式で求める。
T ＋1.5ℓnii
1/61215273.16
W（r t） −0.65
Tℓn〔Wr（T）〕＝Ao＋ΣAiまたは 273.16 ＝ Bo＋ΣBi
i＝1i＝11.50.35｛（）｛｝●水銀の三重点（HgTP）
234.3156K（−38.8344℃）｝

Ao、Ai、BoおよびBiは表2による。
52i＋ninW（T）〕 ─────②
ΔW（T）＝a〔W（T）−1〕＋b〔W（T）−1〕＋ΣC〔ℓi＝1

およびH2OTPでの測定から
n=2でa、bおよびc iはe−H2TP、e−H2VP2、e−H2VP1、NeTP、O2TP、ArTP、HgTP、決定される。
●83.8058K〜273.16KのΔW（T）
ΔW（T）=a〔W（T）−1〕＋b〔W（T）−1〕ℓnW（T）
aおよびbはArTP、HgTPおよびH2OTPでの測定から決定される。

●アルゴンの三重点（ArTP）
83.8058K（−189.3442℃）●54.3584K〜273.16KのΔW（T）②式を利用、c2＝c3＝c4＝c5＝0、n＝1でa、bおよびc1はO2TP、ArTP、HgTPおよびH2OTPでの測定から決定される。

●酸素の三重点（O2TP）
54.3584K（−218.7916℃）●24.5561K〜273.16KのΔW（T）②式を利用、c4＝c5＝n＝0で、a、b、c1、c2およびc3はe-H2TP、NeTP、O2TP、ArTP、HgTPおよびH2OTPでの測定から決定される。
（4.2K〜24.5561K）
T＝a＋bp＋cp2（3.0K〜24.5561K）
a＋bp＋cp2
T＝1+B（T）
・N/V

24.5561K●ネオンの三重点（NeTP）
24.5561K（−248.5939℃）●平衡水素の蒸気圧点（e−H2VP1）
約20.3K（約−252.85℃）●平衡水素の蒸気圧点（e−H2VP2）
約17K（約−256.15℃）●平衡水素の三重点（e−H2TP）
13.8033K（−259.3467℃）

3

a、bおよびcはNeTP、e-H2TPおよび3〜5Kのうちのlつの温度（He蒸気圧温度計で求められた）で決定される。
N/Vは気体の密度、pは圧力（パスカル）、Bはビリアル係救
3

Heは・10−6B（T）＝｛16.69−336.98（T）−1＋91.04（T）−2−13.82（T）−3｝

Heまたは 4H e の定積型気体温度計

13.8033K

4

Heは・10−6B（T）＝｛16.708−374.05（T）−1−383.53（T）−2＋1799.2（T）−3−4033.2（T）−4＋3252.8（T）−5｝
Heおよび 4H e の蒸気圧温度計

9T＝Ao＋ΣA〔i （ℓnp−B）
/C］i
i＝15K
334

Ao、Ai、BおよびCは、Heおよび Heにより表3で与えられる。
pは圧力（パスカル）●ヘリウムの蒸気圧点（HeVP）
3K〜5K（−270.15〜−268.15℃）
3K

0K（−273.15℃）

営業所：〒 173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎ 03-3956-2111

PE-15-8

札仙新水高大幌台
潟
戸崎
宮

0.65K

安全に関するご注意
千 葉
東 京
立 川
川 崎
厚 木
静 岡

富 山
名古屋
大 津
大 阪
岡 山
広 島

高 松
福 岡
北九州

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※記載製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することがございますのでご了承下さい。
※本 PS シートの記載内容は 2016 年 11 月現在のものです。

8発行 2016.11

PDF
初版 1992.1