FC-AQX

Flow checker

Variable area flow meter

取付姿勢の制約を受けません。
低価格、短納期。
■ 全機種スイッチ取付可能です。
■■No restriction on installation attitude.
Quick delivery and offering at a low price.
■ Alarm switch can be installed to all the types.
■■

樹脂製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。また、金属配管シール剤がテーパー管に付着しないよう注意してください。シール剤の種類によっては雰囲気でも破損するため、エポキシ系を推奨します。

注 意 With respect to plastic product, please refrain from the use of mixing of chemicals. Care should be taken not to apply metal piping sealant to theCaution

tapered tube. According to the kind of the sealant, as it may cause damage possibly even by the atmosphere, so that we recommend that epoxy typesealant be used.

型式 Model number selection
規格Std.

FC-AQX

警報Alarm

流体名Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
OptionUnits
Max. flow
Pipe size

-B

--

特殊項目
For specialized item

高圧仕様 High pressure spec.：Max.1MPa（G） ＊2
規格 Std.
接続口径 Pipe size
01
Rc1/43002
Rc3/803
Rc1/230, 5004
Rc3/45005
Rc106
Rc1 1/47007
Rc1 1/2UN02 ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type Rc3/830UN03 ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type Rc1/2
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
VPMax.
L/min
B
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチ A接点 Reed switch of contact A
1
リードスイッチ B接点 Reed switch of contact B
2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A
A
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B
B
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A
C
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact BD
特殊 For specialized alarm ＊1
9規格 Std. 測定範囲 Measuring range
接続口径 Pipe size
0.4〜5L/minRc1/4, Rc3/8 , Rc1/2
1〜10L/min
1〜15L/min
Rc3/8, Rc1/2, Rc3/430
2〜20L/min
Rc1/2, Rc3/4
2〜30L/min
5〜50L/min
Rc3/4
4〜50L/min
Rc3/4
50
5〜70L/min
Rc1
10〜100L/min
10〜100L/min
Rc1 1/470
10〜150L/min
Rc1 1/2
20〜200L/min＊1：特殊項目については型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：高圧仕様を選択した場合は記号の後に使用圧力を明記下さい。
＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: When selecting the high pressure spec. , specify the operating pressure after the symbol.
＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
※Measuring range shown as above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depend on a scale and contact method of flowmeter.

1742023仕様 Specifications
規格 Std.
流量精度 Flow accuracy
使用最高圧力 Max. operating pressure
使用流体温度 Operating fluid temperature

標準 Std.

VP±5％ of F.S.
0.5MPa（G）

1MPa（G）

Max. 100℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

50cm(AWG 24)

リードスイッチ
Reed switch

For Water

面積式流量計接点方法 Contact forms ＊3
接点容量 Contact capacity
ケーブル長 Cable length

A接点 Contact A
B接点 Contact B
0〜24VDC
Max. 0.2A
50cm (AWG 24)
NPN出力-A接点 NPN output contact A

出力形態 Output form ＊3
磁気スイッチMagnetic switch

W

NPN出力-B接点 NPN output contact B
PNP出力-A接点 PNP output contact APNP出力-B接点 PNP output contact B

電源電圧 Power source voltage DC＋12〜24V
消費電流 Current consumption 10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain
出力 Output

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V
駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA

ケーブル長 Cable length2m (AWG 24)

W
規格 Std.

ユニオンフィッティング Union fitting

LRcd

φA

2135

面積式流量計130

1/2253/4

30

3/4
1
1 1/470

Removal while connecting to piping. Easy maintenance.

183/850

配管に繋いだまま取り外しが可能。
メンテナンスが容易にできます。

H1/430液体用

規格寸法 Standard dimensions

1 1/217055

1756034404955構造図 Structural drawing(500)

茶 Brown（＋）

ユニオンフィッティングタイプ Union fitting type

青 Blue（−）

磁気スイッチ Magnetic switch⑭

茶 Brown（＋）

青 Blue（−）

36

オレンジ Orange :＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

FC-AQX(500)

標準フィッティングタイプ Std. fitting type3（28）（2000）

H

2438

ΦA

2×Rcd

2×Rcd
8

①②②③⑫⑬（130）（L）④⑩ ⑤⑫③⑥⑦⑬⑩ ④⑤⑥⑦⑧⑧⑨⑮⑨⑪⑯

材質 Materials
名称 Names of parts

No.

材質 Material

備考 Remarks

SCS131

フィッティング Fitting

2Oリング O-ring

FKM

3スプリング Spring

SUS3164テーパー管 Tapered tube5

ガイドポール Guiding pole

6

フロート Float

PPS、フェライト Ferrite

7

スリーブ Sleeve

PPS

8

ゴムストッパー Rubber stopper

FKM

9ストッパー Stopper

PPS

10

指示板 Indicator

POM

11ナット Nut

12

スイッチブラケット Switch bracket

13

リードスイッチ Reed switch

POM/他 POM, etc.

14

磁気スイッチ Magnetic switch

POM/他 POM, etc.

15

ユニオンナット Union nut

SCS13

16

ユニオンアダプタ Union type adapter

SUS304PSU
SUS316

SUS304

プラマグ Plastic mg.

※FC-AQX50/70

POM

2023

175