WFor Water

カルマン渦式流量計(表示付)

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/

VSP (DA type)Karman vortex flow meter (With indicator)

デジタル表示付きタイプ
シンプルな構造で低圧力損失■ 高信頼性の流量検出方式■ 超小型・軽量・低価格■ CEマーキング■■Vortex flow meter with digitalmeter. ■ Simplified construction and low pressure loss.
Highly reliable flow detecting form.
■ Extremely small in construction and light weight, and offering at low price.
■ CE marking.
■■

型式 Model number selection
規格Std.

形状
Shape

流体名Fluids

VSP 16 - DA

特殊項目
For specialized item

水 Water
特殊 For specialized fluid ＊14-20mA 出力付 流量表示計一体型 Unified type with flow indicator with output at 4-20 mA
測定範囲 Measuring range
接液材質 Material of contact area
2〜16L/min
PPS, FKM
19DA
規格 Std.
16＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾へ順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min, 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection. For details, consult us with your specification.
※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)

096

2023

W
液体用仕様 Specifications
仕様内容 Specified contents

項目 Items
4-20mA

アナログ出力 Analog output±3％F.S.

アナログ出力再現性 Analog output repeatability±0.5％F.S.

表示精度 Display accuracy±3％F.S.±1デジット（積算流量表示無し）F.S.±3% ±1 digit (No integrating flowrate indication)
上・下

カルマン渦式流量計

負荷抵抗：24VDC 500Ω以下/12VDC 250Ω以下 Load resistance: ≦ 500 Ω at 24 V DC / ≦ 250 Ω at 12 V DC

アナログ出力精度 Analog output accuracy

各一点, 計2点, 独立設定 Upper / Lower, each one point, total 2 points, independent setting

設定範囲：0〜100％F.S. Setting range: 0 - 100% of F.S.

警報出力形成 Alarm output forming

設定単位：表示単位と同じ Setting unit: Same as one displayed
オープンコレクタ, ON時 LED点灯 LED lights up, when Open collector is turned on.
表示精度と同じ Same as "Display accuracy"

警報出力精度 Alarm output accuracy

ヒス：固定幅（表示分解能と同じ）Hysteresis: Fixed width (Same as "Display resolution")
待機・保持動作：なし Standby・Holding operation: None

その他の警報出力特性 Other alarm output features

極性切替え・常時OFF可 Polarity switching・Possible to turn OFF normary.
自己診断機能 Self-diagnostic function

なし（起動時 全LED点灯）None (All LED lights up at startup)
過流量時→流量表示LED点滅（＞110％以上 時）At overflow → LED for flow indication blinking (At time of ＞110% and over)
1MPa(G)

使用最高圧力 Max. operating pressure
流体温度 Fluid temperature

0〜70℃（周囲温度35℃以下の場合） (In case of 35°C and below at ambient temperature)

周囲温度 Ambient temperature

0〜50℃（流体温度30℃以下の場合） (In case of 30°C and below at fluid temperature)

周囲湿度 Ambient humidity

5〜90％RH

電源電圧 Power source voltage

12〜24VDC ±10％消費電力 Power consumption2W構造 StructureIP64（JIS C0920 防まつ構造） (JIS CO920 Splash proof structure)

ケーブル長 Cable length

3m(AWG 24)：端末処理済（予備ハンダ付） 3 m (AWG 24): Terminal processed (Pre-tinned)

構造図 Structural drawing

10

材質 Materials
名称 Names of parts

14.5

PPS/Glass 30%

カバー CoverPBT

スペーサ Spacer

PBT

17.580ケーブルシース Cable Sheathe

30

14.5

材質 Material

ボディ Body

1245

59.2

40

Approx 3000

2×R1/2

45

約3000

流れ方向

Flow direction

耐熱・耐寒性PVC
Heat and cold resistance PVC

17.5回路、配線図 Plugging chart

灰 GrayOUT 1

LoadingDA( 表示計付 )(with indicator)

負荷

黒 Black

負荷

Loading

茶 Brown

30VDCmax.

白 White OUT 2
R青 Blue
シールド Shielding＋＋−−

12-24VDC

負荷 LoadingA

4-20mA

負荷抵抗 Load resistance R:
0〜250Ω（電源電圧 12V）(Power source voltage 12 V)
250〜500Ω（電源電圧 24V）(Power source voltage 24 V)

2023

097

VSP (DA type)

警報出力過電流→警報LED点滅（＞100mA以上 時）Overcurrent at alarm output → Alarm LED blinking (At time of ＞100 mA and over)

FAIL出力 Fail output