NanoDrop & Qubit 4
理想は 2 台。核酸やタンパク質の定量・定性に便利な光度計

サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ベンチトップ型のサンプル定量装置として、UV ベースの Thermo Scientific™ NanoDrop™ 超微量分光光度計と蛍光ベースの Invitrogen™ Qubit™ Fluorometerを提供しています。
それぞれの特徴を生かして使い分けることで、実験の正確性と効率化が図れます。

高感度

シンプル

&&スピーディ

特異的

miRNA など、目的分子を特異的に測定

A 260/A 280比やスペクトルを確認

直接測定なので、希釈や試薬添加・反応が不要

異常な純度比や気泡の混入をアラートで警告

超高濃度のDNA も測定（＞27,500 ng/µL ）低濃度のRNA サンプルの夾雑物による（＜100 ng/µL ）

確認

正確測定

DNA 測定に最適分解のリスクを測定誤差なく

NanoDrop One 超微量分光光度計は、わずか数 µL の微量な

サ ンプ ル 中 の 核 酸 や タンパク質 を 定 量します 。さらに キュベット測定に対応する機種（ NanoDrop One C ）もあります。

● UV ベースの吸光度測定● わずか 1-2 µL のサンプルを直接測定● PC 不要のコンパクトシステム

Qubit 4 Fluorometer は、測定分子を専用の蛍光試薬でラベルし、夾雑物中でも目的分子を特異的に定量します。

●［サンプルアプライ→測定→拭き取り］のわずか 3 ステップ

● 蛍光ベースの定量測定● 分光光度計として使える幅広いアプリケーション● 高感度測定● 内蔵カメラで、液柱形成異常や気泡の混入をモニター● 2 本鎖 DNA 、低分子 RNA 、タンパク質を特異的に測定● クラウド対応でデータ移動もシンプルでスマート● 次世代シーケンスや定量 PCR 用のサンプル定量に最適

thermofisher.com/jp-ndo

thermofisher.com/qubit目的別に使い分けて、いつもの実験を効率化しませんか ?
サンプル中の DNA やタンパク質の定量は、実験の土台となる重要なデータ。この値が不正確だと、その後の実験に大きな影響がでてしまいます。サンプル定量装置の「 NanoDrop One 超微量分光光度計」と「 Qubit 4 Fluorometer 」をうまく使い分ければ、再実験のリスクを回避でき、実験成功への最短ルートにアクセスできます。

使い分けガイド

Qubit 4
NanoDrop One
NONO

A 260/A 280の比やDNA サンプル

NO

ターゲット以外の不純物（ RNA, dNTPs,スペクトル確認が必要

DNA 濃度が低い（＜100 ng/µL ）タンパク質など）の影響が疑われる

YES

YES

NanoDrop One

NO

DNA 濃度が高い（＞1,000 ng/µL ）YES

Qubit 4

YES

Qubit 4

NanoDrop One

NO

蛍光ラベル率を確認したい
YES

NanoDrop One ※※蛍光色素の極大吸収波長（通常、励起波長）での吸光度を測定することで蛍光色素量が確認できます。ただし蛍光強度は測定できません。

DNA 測定における両機種の比較
NanoDrop One

Qubit 4NanoDrop One 超微量分光光度計

迅速・簡便

高感度・特異的精製サンプルを直接測定

RNAやdNTP の混在でも測定可能

測定原理

UV 吸光光度測定

蛍光試薬ベースの測定

サンプル容量

1-2 µL

1-20 µL

0.2-27,500 ng/µL ※1

0.01-1,000 ng/µL ※2

特長［アラート機能］実験経験が少ない方も安心 です。測定
結果の妥当性が低い場合や、コンタミネーションの可能性をアラートで表示します（赤枠）。さらに、スペクトル解析によりコンタミネーションの種類を特定し、影響を差し引いた正確な定量値が得ら

NanoDrop
dsDNA 測定範囲れます。

Qubit 40.001

0.010.1

1101001000

10000 100000

DNA 濃度（ ng/µL, Logスケール）
測定時間（サンプル調製〜
結果表示）

Qubit 4 Fluorometer

約8秒（自動サンプル検証等 ※3を含む）● 精製サンプルのルーチン測定● スペクトル確認アプリケーション● 高濃度サンプル● 蛍光ラベル量の測定（例：マイクロアレイ）

2-5 分［夾雑物中の低分子 RNAを正確定量］● 夾雑物を含むサンプルの測定● 低濃度サンプル

2 ng/µL siRNA 中に各種濃度の rRNAを加え、3 種 類 の 方 法で測 定 。Q u b i t と専用試薬を用いた場合のみ、siRNA を● 精度が求められる測定（例：次世代シーケンス、定量PCR）※ 1 台座で測定した場合、下限は2 ng/µL 。キュベットを用いた場合の下限は、0.2 ng/µLです。
※ 2 サンプル容量と使用する蛍光試薬によって範囲が変わります。
※ 3 吸光度測定やスペクトル表示だけではなく、サンプル中へのコンタミネーションや気泡の有無を検証する時間も含まれています。

正確に定量できました。グラフは、Qubit＋m i R N A a s s a y（＋RNAassay（）、もしくは Q u b i t）、NanoDrop 超微量

分 光 光 度 計 による2 6 0 n m で の 測 定（ A 260,）を比較しています。

製品名サイズ

製品番号

NanoDrop One 超微量分光光度計

1台

ND-ONE-W¥1,750,000

NanoDrop One C 超微量分光光度計

1台

ND-ONEC-W¥2,050,000

Qubit 4 Fluorometer

1台

Q33226¥298,000

Qubit 4 Quantitation Starter Kit

1 セット

Q33227¥342,000

Qubit 4 NGS Starter Kit

1 セット

Q33228¥324,000

Qubit 4 RNA IQ Starter Kit

1 セット

Q33229¥336,000

研究用にのみ使用できます。診断目的およびその手続上での使用はできません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は2019年3月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

価格

販売店

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポート
オーダーサポート
営 業 部

0120-477-392
TEL：03-6832-6980
TEL：03-6832-9300

facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com

jptech@thermofisher.com
FAX：03-6832-9584
FAX：03-6832-9580@ThermoFisherJP

LSG003-D1903OB