WFor Water

羽根車式流量計

HF-PK

Helical flow

Turbine flow meter

豊富な出力バリエーションを選択可能。
様々なタイプの表示計と組み合わせてご利用いただけます。
■ 窓からスクリューの回転が目視できます。
■■

Various signal outputs available.
Usable with various types of displays.
■ Rotating turbine installed in the flow path can be visually confirmed from the small window.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
規格
Std.

HF-PK 60

形状Shape

出力Output-

流体名Fluids-0

特殊項目For specialized item

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option--表示計IndicatorMax.

AGIVWNT
規格 Std.
60

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product防滴カバー Drip-proof cover ＊3
D05
Rc106
Rc1 1/4
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

L/minBZ
特殊 For specialized unit ＊1
水 Water19
特殊 For specialized fluid ＊1
パルス出力 Pulse output
表示計EM30DT搭載（標準）瞬時値表示＋警報出力 Standard display is EM30DT. Indicating digits + Alarm output
変換器EX30AR搭載 4-20mA出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 4-20 mA + Alarm output
変換器EX30AR搭載 0-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-5 V + Alarm output
変換器EX30AR搭載 0-10出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 0-10 V + Alarm output
変換器EX30AR搭載 1-5V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-5 V + Alarm output
変換器EX30AR搭載 1-10V出力＋警報出力 Convertor "EX30AR" mounted. Output at 1-10 V + Alarm output
口径 Connection size
測定範囲 Measuring range
10〜100L/min
15〜150L/min
Rc1, Rc1 1/4
20〜200L/min＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：表示計・変換器のページを参照し、オプション記号を記載願います。
＊2: Refer to Digital meter / Converter Page to specify optional symbol.
出力「A」
・・・当社にて別置きの表示計にパラメータを設定して、セットで出荷いたします。
For “Output A”, all of the necessary parameters are setup at Factory.
出力「G」
・・・標準表示計EM30DT以外を搭載する場合。
For “Output G”, a display other than the EM30DT is selected.
対象：EM30, EM40, EM45, EX30シリーズ
Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
＊3：表示計 EM30, 変換器 EX30シリーズ用＊3: For EM30, EX30 series

電気仕様 Electrical specifications
A typeG type ※I typeV, N, W, T type

パルス出力 Pulse output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

0-5V/1-5V/0-10V/1-10V 負荷抵抗：5kΩ以上 Load resistance: More than 5 kΩ

電源/消費電流 Power source / Current consumptionDC24V±10% 40mA Max.

8mA Max.

※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

1142023

W
配線 Wiring diagram

流量精度 Flow accuracy±3％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G)A typeAWG 24(0.2mm2)

線色 Cable colors

Max. 80℃（出力A以外：Max. 50℃ Other than output A: Max. 50°C）

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜55℃（結露なきこと No dewing）

重量 Weight

約700g Approx. 700 g※ 表示計・変換器搭載タイプは、使用環境温度0〜35℃の条件となります。使用環境温度35〜55℃でご使用の場合、使用流体温度Max. 50℃までとなります。
※ Display / Convertor-mounted models is available with operating temperature range of 0 - 35°C. When using at temperature range of 35 - 55°C, max.
fluid temperature should be 50°C.

構造図 Structural drawing

内容 Function

橙 Orange＋DC V

灰 GrayGND

白 White

パルス出力 Pulse output

G typeAWG 26(0.1mm2)

内容 Function

線色 Cable colors
黄 Yellow

CP1

緑 Green

CP2

白 WhiteCOM

黒 Black

GND

赤 Red＋DC V

材質 Materials

I, V, W, N, T type
名称 Names of parts

材質 Material

1 アダプタ Adapter
2SCS14

Oリング O-ringFKM

3 ウェーブワッシャー Wavewasher

SUS304-CSP-H

4 ホールICセンサ Hall IC sensor

POM他 etc.

5

整流板 Rectifier

6ベアリング Bearing

備考 Remarks

ケーブル AWG 24 Cable AWG 24PPS
アルミナ Alumina

7 シャフト Shaft

アルミナ Alumina

Ass'yスクリュー Ass'y screw

PPS

Sm-Co Mg封入 Sm-Co Mg sealed

9 ボディ Body

ポリエーテルイミド Polyetherimide（PEI)

クリア Clear

10 ケース Case

ADC128A typeAWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors
青 Blue

GND

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

黄 Yellow

CP1（N.O.）

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 RedDC ＋24V

G, I, V, W, N, T type55(85)

555555

OUT(2000)⑤⑥⑦⑧⑨⑩①②③④118①②③④118⑤⑥⑦⑧⑨⑩OUT

IN
2×Rc1 or Rc1 1/4

IN
2×Rc1 or Rc1 1/4※ Gタイプのオプション仕様についてはお問い合わせください。
※ Ask us for detail of “Output G”.

2023

115

HF-PK

※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは詳細ページを参照願います。The above specifications are for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter Page for EM40 and EM45 Series.

羽根車式流量計

使用流体温度 Operating fluid temperatureNo.

液体用仕様 Specifications