The Smart
PCR Choice
細部にいたるまで品質に妥協を許さない T100 サーマルサイクラーはスマートな PCR 用サーマルサイクラーです。外観的には直感的なタッ
チスクリーンが見事な高解像度グラフィックを表示し、PCR プロトコール入力をかつてないほど簡単にします。機器内部は長寿命と信頼性の高い結果で定評のある精密 96 ウェルブロックを備えています。全体的には性能、機能、扱いやすさをコンパクトに効率よくまとめたシステムで、どの研究室にもすんなりフィットし場所をとりません。内部・外部ともに卓越した T100 は PCR のエキスパートにも初心者にもうってつけのサーマルサイクラーです。T100 サーマルサイクラーでは次のことが可能です。
大画面 5.7 インチカラータッチスクリーンにより、直感的プログラミングで作業時間を節約します。
8 段階温度グラジェント機能を使用して 1 回で PCR 条件を最適化することにより、優れた結果を速やかに得ることができます。
コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。
U SB フラッシュドライブによりバックアップと蓄積が簡単で、プロトコールを整理し安全に保つことができます。
バイオ・ラッド社ならではの信頼性により結果に確信を持つことができます。

T100サーマルサイクラー仕様
対応チューブ・プレート

96×0.2 mlチューブ
0.2 mlストリップチューブ

サンプル容量1～100 μl（推奨15-50 μl）

最大温度制御速度

4℃ /秒

平均温度制御速度

2.5℃ /秒

温度設定範囲4-100℃

温度精度±0.5℃（＠90℃）

温度均一性±0.5℃（＠90℃、30秒後）

温度グラジェント設定温度範囲30-100℃

サイズ（W×D×H）

26×47×23 cm

温度グラジェント設定幅

1-25℃

重量

9 kg

ディスプレイ5.7インチ カラータッチスクリーン

ポート

USB×1

プログラム保存数

500、USBメモリーに保存可能

入力電源

100-150 V/50-60 Hz

Amplification: T100 サーマルサイクラー

操作環境
周辺温度

10～35℃

相対湿度

20～80%

最大消費電力670 W

Ordering Information
カタログ番号

品名

1861096J1

T100サーマルサイクラー

価格¥580,000

構成品：T100本体、パワーコード、T100チューブサポートリング、取扱説明書、クイックガイド、0.2 ml PCRチューブ（1000個）一括購入でお得なパッケージ
1861096B02

T100サーマルサイクラー 2台¥800,000

1861096B03

T100サーマルサイクラー 3台¥1,140,000

1861096B04

T100サーマルサイクラー 4台¥1,480,000

1861096B05

T100サーマルサイクラー 5台¥1,750,000

T100サーマルサイクラー専用アクセサリー
T100チューブサポートリング

1862000¥4,500試薬
iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼ
iTaq DNA ポリメラーゼ 250 units

1725301
1708870

100 units¥11,000¥27,000

消耗品(チューブ、キャップ)
TWI0201

0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付（1000個）¥9,000

TWI0201B05

0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付（1000個×5セット）¥36,000

TBS0201

0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個）¥12,000

TBS0201B05

0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個×5セット）¥48,000

TCS0801

0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個）

TCS0801B05

0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個×5セット）

TCS0803

0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル（120個）

TCS0803B05

0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル（120個×5セット）¥7,000¥28,000¥8,000¥32,000

消耗品(プレート、シール)
HSS9601

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell

25枚*

HSS9641

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Green shell

25枚*

HSS9641B04

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell

25枚×4*

MSB1001

Microseal 'B'

シーリングフィルム

100枚

MSB1001B05

Microseal 'B'

シーリングフィルム

100枚×5セット

MSA5001

Microseal 'A'

シーリングフィルム

50枚¥17,000¥17,000¥60,000¥31,000¥124,000¥21,000*シーリングフィルム以外にも、フラットキャップ（TCS0803）、ドームキャップ
（TCS0801）
もご利用可能です。
MLP9601

Multiplate 96well PCR プレート
（High-Profile）/ナチュラル

25枚**

MLP9601B05

Multiplate 96well PCR プレート
（High-Profile）/ナチュラル

25枚×5セット**¥19,000¥76,000**フラットキャップ（TCS0803）、ドームキャップ
（TCS0801）をお使いください。
This product is covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.
The purchase of iProof and iTaq Plymerases includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser’s own internal
research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing,
Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス

www.bio-rad.com

本社 〒140-0002

東京都品川区東品川 2-2-24

大阪営業所 〒532-0025

大阪市淀川区新北野 1-14-11

TEL：06-6308-6568

福岡営業所 〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-5-28

TEL：092-475-4856

取扱店

TEL：03-6361-7000       ※学術的お問い合わせは TEL：03-6404-0331＊価格（ 税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
＊価格は 2018 年 4 月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C10380L 1804b

T100TM サーマルサイクラー

The Smart
PCR Choice
細部にいたるまで品質に妥協を許さない T100 サーマルサイクラーはスマートな PCR 用サーマルサイクラーです。外観的には直感的なタッ
チスクリーンが見事な高解像度グラフィックを表示し、PCR プロトコール入力をかつてないほど簡単にします。機器内部は長寿命と信頼性の高い結果で定評のある精密 96 ウェルブロックを備えています。全体的には性能、機能、扱いやすさをコンパクトに効率よくまとめたシステムで、どの研究室にもすんなりフィットし場所をとりません。内部・外部ともに卓越した T100 は PCR のエキスパートにも初心者にもうってつけのサーマルサイクラーです。T100 サーマルサイクラーでは次のことが可能です。
大画面 5.7 インチカラータッチスクリーンにより、直感的プログラミングで作業時間を節約します。
8 段階温度グラジェント機能を使用して 1 回で PCR 条件を最適化することにより、優れた結果を速やかに得ることができます。
コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。
U SB フラッシュドライブによりバックアップと蓄積が簡単で、プロトコールを整理し安全に保つことができます。
バイオ・ラッド社ならではの信頼性により結果に確信を持つことができます。

T100サーマルサイクラー仕様
対応チューブ・プレート

96×0.2 mlチューブ
0.2 mlストリップチューブ

サンプル容量1～100 μl（推奨15-50 μl）

最大温度制御速度

4℃ /秒

平均温度制御速度

2.5℃ /秒

温度設定範囲4-100℃

温度精度±0.5℃（＠90℃）

温度均一性±0.5℃（＠90℃、30秒後）

温度グラジェント設定温度範囲30-100℃

サイズ（W×D×H）

26×47×23 cm

温度グラジェント設定幅

1-25℃

重量

9 kg

ディスプレイ5.7インチ カラータッチスクリーン

ポート

USB×1

プログラム保存数

500、USBメモリーに保存可能

入力電源

100-150 V/50-60 Hz

Amplification: T100 サーマルサイクラー

操作環境
周辺温度

10～35℃

相対湿度

20～80%

最大消費電力670 W

Ordering Information
カタログ番号

品名

1861096J1

T100サーマルサイクラー

価格¥580,000

構成品：T100本体、パワーコード、T100チューブサポートリング、取扱説明書、クイックガイド、0.2 ml PCRチューブ（1000個）一括購入でお得なパッケージ
1861096B02

T100サーマルサイクラー 2台¥800,000

1861096B03

T100サーマルサイクラー 3台¥1,140,000

1861096B04

T100サーマルサイクラー 4台¥1,480,000

1861096B05

T100サーマルサイクラー 5台¥1,750,000

T100サーマルサイクラー専用アクセサリー
T100チューブサポートリング

1862000¥4,500試薬
iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼ
iTaq DNA ポリメラーゼ 250 units

1725301
1708870

100 units¥11,000¥27,000

消耗品(チューブ、キャップ)
TWI0201

0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付（1000個）¥9,000

TWI0201B05

0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付（1000個×5セット）¥36,000

TBS0201

0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個）¥12,000

TBS0201B05

0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個×5セット）¥48,000

TCS0801

0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個）

TCS0801B05

0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個×5セット）

TCS0803

0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル（120個）

TCS0803B05

0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル（120個×5セット）¥7,000¥28,000¥8,000¥32,000

消耗品(プレート、シール)
HSS9601

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell

25枚*

HSS9641

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Green shell

25枚*

HSS9641B04

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell

25枚×4*

MSB1001

Microseal 'B'

シーリングフィルム

100枚

MSB1001B05

Microseal 'B'

シーリングフィルム

100枚×5セット

MSA5001

Microseal 'A'

シーリングフィルム

50枚¥17,000¥17,000¥60,000¥31,000¥124,000¥21,000*シーリングフィルム以外にも、フラットキャップ（TCS0803）、ドームキャップ
（TCS0801）
もご利用可能です。
MLP9601

Multiplate 96well PCR プレート
（High-Profile）/ナチュラル

25枚**

MLP9601B05

Multiplate 96well PCR プレート
（High-Profile）/ナチュラル

25枚×5セット**¥19,000¥76,000**フラットキャップ（TCS0803）、ドームキャップ
（TCS0801）をお使いください。
This product is covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.
The purchase of iProof and iTaq Plymerases includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser’s own internal
research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing,
Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス

www.bio-rad.com

本社 〒140-0002

東京都品川区東品川 2-2-24

大阪営業所 〒532-0025

大阪市淀川区新北野 1-14-11

TEL：06-6308-6568

福岡営業所 〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-5-28

TEL：092-475-4856

取扱店

TEL：03-6361-7000       ※学術的お問い合わせは TEL：03-6404-0331＊価格（ 税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
＊価格は 2018 年 4 月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C10380L 1804b

T100TM サーマルサイクラー

より良いパフォーマンス

直感的プログラミング

多くの研究者は毎回、着実に機能するサーマルサイクラーを期待しています。
T100 サーマルサイクラーはお客様の重要な実験にあたってバイオ・ラッド社の実
証済みの性能を発揮します。
その品質は 20 年余りにわたり一流の PCR 装置を開発してきた当社の経験に支えられています。世界的レベルの信頼性を誇る T100 サイクラーがこの先何年にもわたってお客様の PCR ニーズを満たすので安心です。
 れたサーマル精度と± 0.5℃の均一性により結果に確信を持てます。
優
最高 4℃ / 秒の最大ランプレートにより実行時間を短縮。
反応容量は 100 μl まで選択可能。
標準 0.2 ml チューブ、チューブストリップ、96 ウェルプレートの使用によりPCR 用プラスチックにかかる費用を節約。
長持ちするサーマルブロック設計（ペルチェ素子並びに制御回路を密閉し結露から保護）により時間が経っても一貫性のある結果が得られます。

4 つのボタンで簡単操作

T100 サーマルサイクラーなら PCR の初心者でもエキスパートでも直ちに作業にかかれます。5.7インチの高解像度カラータッチスクリーンで新規プロトコールの作成、運転開始、ファイル管理を簡単に行えるため、プログラミングにかかる時間は少なくなります。大きくて直感的なボタンは、手袋をはめた状態でも外した状態でも好みに合わせてサイクラーを使用でき、スタイラスは不要
です。

Well
A1–A12,B1–B12
C1–C12,
D1–D12
E1–E12,
F1–F12
G1–G12,
H1–H12

反応液量5μlでの一貫性のある結果。ヒトゲノムDNAより370 bpのPCR産物を増幅例。反応液量 5 μl、iTaq Supermixを使用。

よく使うタスクに 1 タッチでアクセス。
洗 練されたグラフィカルプログラミングにより時間を節約。
簡単ファイル管理でファイルを整理。
USB ポートにより機器間プロトコール転送は簡単。
ロ ング PCR、ファースト PCR、RT-PCR などの標準プロトコールが内蔵されているため速やかに作業に着手できます。

Saved Protocolsでは保存されたプロトコールの参照・編集・ランが可能です。
直近に使用した 20プロトコールは RECENTフォルダからアクセスすることも可能なため、よく使用するプロトコールを探す必要はありません。
また、本体に保存されたプロトコールをUSBフラッシュメモ
リーに移動・コピー等をすることもできます。
3 ペインで構成された画面はプロトコールを選択すると右端にプロトコール内容が表示されますので、プロトコール内
容を確認してから選択・実行することができます。

New Protocol：僅か数秒で新規プロトコールを作成。
直感的なグラフィック形式でサーマル
プロファイルを表示するプロトコールエディタ。

※画面は実寸大です。

すばやい最適化

アニーリング温度、℃

最適化により PCR 反応の収量と特異性を向上。
温度グラジェント技術により 1 回ランで 8 通りのアニーリング温度をテストできます。
ダイナミック・ランピングがサイクラーの各列の速度を調整し、グラジェント
運転と通常運転の両方で同じインキュベーション時間が得られます。

50.0

50.9 52.5 55.0

57.9 60.4 62.0 63.0

Saved Protocols：ファイルを整理。ユーザーのプロトコールは T100 サーマルサイクラーのパーソナルフォルダに保管されます。
（USBメモリーにも保管できます。
）

A

プライマーペア

ペースが速い研究環境では結果が出るまでの時間が極めて重要です。温度グラ
ジェント技術なら 1 回のランで最大 25℃の範囲で 8 段階の温度を同時にテストすることができ、PCR プロトコールを速やかに最適化できます。PCR アッセイに最適のアニーリング温度にすることで収量を最大化かつ非特異的産物を回避することができます。

M

B

温度グラジェント設定もOption 設定で簡単に設定することができます。

温度グラジェントアッセイの最適化による収量向上。最適アニーリング温度でより多くの収量が得られます。低温では非特異的増幅も観察される（→）;M、
分子量マーカー
100

1

2

A
B
C
D
E
F
G
H
PCR 条件検討法

3

Primer 濃度

4

5

6

7

Taq 比較濃度

8

990

10 11 12
HotterTemperature, C［Mg2+］濃度

Incubate 機能：制限酵素処理などの簡単な
反応を素早く実行することができます。

80

時間設定ウィンドウではテンキーが表示され、簡単に入力が可能です。さらに、Hold を設定する場合には左下の「∞」キーを押すことにより、簡単に設定することができます。

より効率的にT100 サーマルサイクラーは環境への影響を最小限に抑えながらお客様の研究を支援します。
サイクラーが休止しているときにディスプレイを自動的にオフにする節電モードによりエネルギーを節約します。
効率アップ。効率的な高速加熱・冷却で 1 ラン当たりのエネルギー使用量を削減します。
コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。

70
60

温度入力画面では電卓のようなテンキーが表示されタッチ操作で簡単に温度を入力することができます。
また温度入力ウィンドウ最上部には入力できる温度範
囲が表示されるため、都度マニュアルで確認して頂く
必要はありません。

50

37cm（Lid開放時）
23cm（Lid閉時）

40

CoolerTime

世界中で使われています
ユーザーの声はこちら

ダイナミック・ランピングによる制御は温度グラジェント時の各列の温度保持
時間を確実に揃えます。

47cm
Tools 画面：初期設定やランログが参照でき
ます。

26cm

より良いパフォーマンス

直感的プログラミング

多くの研究者は毎回、着実に機能するサーマルサイクラーを期待しています。
T100 サーマルサイクラーはお客様の重要な実験にあたってバイオ・ラッド社の実
証済みの性能を発揮します。
その品質は 20 年余りにわたり一流の PCR 装置を開発してきた当社の経験に支えられています。世界的レベルの信頼性を誇る T100 サイクラーがこの先何年にもわたってお客様の PCR ニーズを満たすので安心です。
 れたサーマル精度と± 0.5℃の均一性により結果に確信を持てます。
優
最高 4℃ / 秒の最大ランプレートにより実行時間を短縮。
反応容量は 100 μl まで選択可能。
標準 0.2 ml チューブ、チューブストリップ、96 ウェルプレートの使用によりPCR 用プラスチックにかかる費用を節約。
長持ちするサーマルブロック設計（ペルチェ素子並びに制御回路を密閉し結露から保護）により時間が経っても一貫性のある結果が得られます。

4 つのボタンで簡単操作

T100 サーマルサイクラーなら PCR の初心者でもエキスパートでも直ちに作業にかかれます。5.7インチの高解像度カラータッチスクリーンで新規プロトコールの作成、運転開始、ファイル管理を簡単に行えるため、プログラミングにかかる時間は少なくなります。大きくて直感的なボタンは、手袋をはめた状態でも外した状態でも好みに合わせてサイクラーを使用でき、スタイラスは不要
です。

Well
A1–A12,B1–B12
C1–C12,
D1–D12
E1–E12,
F1–F12
G1–G12,
H1–H12

反応液量5μlでの一貫性のある結果。ヒトゲノムDNAより370 bpのPCR産物を増幅例。反応液量 5 μl、iTaq Supermixを使用。

よく使うタスクに 1 タッチでアクセス。
洗 練されたグラフィカルプログラミングにより時間を節約。
簡単ファイル管理でファイルを整理。
USB ポートにより機器間プロトコール転送は簡単。
ロ ング PCR、ファースト PCR、RT-PCR などの標準プロトコールが内蔵されているため速やかに作業に着手できます。

Saved Protocolsでは保存されたプロトコールの参照・編集・ランが可能です。
直近に使用した 20プロトコールは RECENTフォルダからアクセスすることも可能なため、よく使用するプロトコールを探す必要はありません。
また、本体に保存されたプロトコールをUSBフラッシュメモ
リーに移動・コピー等をすることもできます。
3 ペインで構成された画面はプロトコールを選択すると右端にプロトコール内容が表示されますので、プロトコール内
容を確認してから選択・実行することができます。

New Protocol：僅か数秒で新規プロトコールを作成。
直感的なグラフィック形式でサーマル
プロファイルを表示するプロトコールエディタ。

※画面は実寸大です。

すばやい最適化

アニーリング温度、℃

最適化により PCR 反応の収量と特異性を向上。
温度グラジェント技術により 1 回ランで 8 通りのアニーリング温度をテストできます。
ダイナミック・ランピングがサイクラーの各列の速度を調整し、グラジェント
運転と通常運転の両方で同じインキュベーション時間が得られます。

50.0

50.9 52.5 55.0

57.9 60.4 62.0 63.0

Saved Protocols：ファイルを整理。ユーザーのプロトコールは T100 サーマルサイクラーのパーソナルフォルダに保管されます。
（USBメモリーにも保管できます。
）

A

プライマーペア

ペースが速い研究環境では結果が出るまでの時間が極めて重要です。温度グラ
ジェント技術なら 1 回のランで最大 25℃の範囲で 8 段階の温度を同時にテストすることができ、PCR プロトコールを速やかに最適化できます。PCR アッセイに最適のアニーリング温度にすることで収量を最大化かつ非特異的産物を回避することができます。

M

B

温度グラジェント設定もOption 設定で簡単に設定することができます。

温度グラジェントアッセイの最適化による収量向上。最適アニーリング温度でより多くの収量が得られます。低温では非特異的増幅も観察される（→）;M、
分子量マーカー
100

1

2

A
B
C
D
E
F
G
H
PCR 条件検討法

3

Primer 濃度

4

5

6

7

Taq 比較濃度

8

990

10 11 12
HotterTemperature, C［Mg2+］濃度

Incubate 機能：制限酵素処理などの簡単な
反応を素早く実行することができます。

80

時間設定ウィンドウではテンキーが表示され、簡単に入力が可能です。さらに、Hold を設定する場合には左下の「∞」キーを押すことにより、簡単に設定することができます。

より効率的にT100 サーマルサイクラーは環境への影響を最小限に抑えながらお客様の研究を支援します。
サイクラーが休止しているときにディスプレイを自動的にオフにする節電モードによりエネルギーを節約します。
効率アップ。効率的な高速加熱・冷却で 1 ラン当たりのエネルギー使用量を削減します。
コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。

70
60

温度入力画面では電卓のようなテンキーが表示されタッチ操作で簡単に温度を入力することができます。
また温度入力ウィンドウ最上部には入力できる温度範
囲が表示されるため、都度マニュアルで確認して頂く
必要はありません。

50

37cm（Lid開放時）
23cm（Lid閉時）

40

CoolerTime

世界中で使われています
ユーザーの声はこちら

ダイナミック・ランピングによる制御は温度グラジェント時の各列の温度保持
時間を確実に揃えます。

47cm
Tools 画面：初期設定やランログが参照でき
ます。

26cm

より良いパフォーマンス

直感的プログラミング

多くの研究者は毎回、着実に機能するサーマルサイクラーを期待しています。
T100 サーマルサイクラーはお客様の重要な実験にあたってバイオ・ラッド社の実
証済みの性能を発揮します。
その品質は 20 年余りにわたり一流の PCR 装置を開発してきた当社の経験に支えられています。世界的レベルの信頼性を誇る T100 サイクラーがこの先何年にもわたってお客様の PCR ニーズを満たすので安心です。
 れたサーマル精度と± 0.5℃の均一性により結果に確信を持てます。
優
最高 4℃ / 秒の最大ランプレートにより実行時間を短縮。
反応容量は 100 μl まで選択可能。
標準 0.2 ml チューブ、チューブストリップ、96 ウェルプレートの使用によりPCR 用プラスチックにかかる費用を節約。
長持ちするサーマルブロック設計（ペルチェ素子並びに制御回路を密閉し結露から保護）により時間が経っても一貫性のある結果が得られます。

4 つのボタンで簡単操作

T100 サーマルサイクラーなら PCR の初心者でもエキスパートでも直ちに作業にかかれます。5.7インチの高解像度カラータッチスクリーンで新規プロトコールの作成、運転開始、ファイル管理を簡単に行えるため、プログラミングにかかる時間は少なくなります。大きくて直感的なボタンは、手袋をはめた状態でも外した状態でも好みに合わせてサイクラーを使用でき、スタイラスは不要
です。

Well
A1–A12,B1–B12
C1–C12,
D1–D12
E1–E12,
F1–F12
G1–G12,
H1–H12

反応液量5μlでの一貫性のある結果。ヒトゲノムDNAより370 bpのPCR産物を増幅例。反応液量 5 μl、iTaq Supermixを使用。

よく使うタスクに 1 タッチでアクセス。
洗 練されたグラフィカルプログラミングにより時間を節約。
簡単ファイル管理でファイルを整理。
USB ポートにより機器間プロトコール転送は簡単。
ロ ング PCR、ファースト PCR、RT-PCR などの標準プロトコールが内蔵されているため速やかに作業に着手できます。

Saved Protocolsでは保存されたプロトコールの参照・編集・ランが可能です。
直近に使用した 20プロトコールは RECENTフォルダからアクセスすることも可能なため、よく使用するプロトコールを探す必要はありません。
また、本体に保存されたプロトコールをUSBフラッシュメモ
リーに移動・コピー等をすることもできます。
3 ペインで構成された画面はプロトコールを選択すると右端にプロトコール内容が表示されますので、プロトコール内
容を確認してから選択・実行することができます。

New Protocol：僅か数秒で新規プロトコールを作成。
直感的なグラフィック形式でサーマル
プロファイルを表示するプロトコールエディタ。

※画面は実寸大です。

すばやい最適化

アニーリング温度、℃

最適化により PCR 反応の収量と特異性を向上。
温度グラジェント技術により 1 回ランで 8 通りのアニーリング温度をテストできます。
ダイナミック・ランピングがサイクラーの各列の速度を調整し、グラジェント
運転と通常運転の両方で同じインキュベーション時間が得られます。

50.0

50.9 52.5 55.0

57.9 60.4 62.0 63.0

Saved Protocols：ファイルを整理。ユーザーのプロトコールは T100 サーマルサイクラーのパーソナルフォルダに保管されます。
（USBメモリーにも保管できます。
）

A

プライマーペア

ペースが速い研究環境では結果が出るまでの時間が極めて重要です。温度グラ
ジェント技術なら 1 回のランで最大 25℃の範囲で 8 段階の温度を同時にテストすることができ、PCR プロトコールを速やかに最適化できます。PCR アッセイに最適のアニーリング温度にすることで収量を最大化かつ非特異的産物を回避することができます。

M

B

温度グラジェント設定もOption 設定で簡単に設定することができます。

温度グラジェントアッセイの最適化による収量向上。最適アニーリング温度でより多くの収量が得られます。低温では非特異的増幅も観察される（→）;M、
分子量マーカー
100

1

2

A
B
C
D
E
F
G
H
PCR 条件検討法

3

Primer 濃度

4

5

6

7

Taq 比較濃度

8

990

10 11 12
HotterTemperature, C［Mg2+］濃度

Incubate 機能：制限酵素処理などの簡単な
反応を素早く実行することができます。

80

時間設定ウィンドウではテンキーが表示され、簡単に入力が可能です。さらに、Hold を設定する場合には左下の「∞」キーを押すことにより、簡単に設定することができます。

より効率的にT100 サーマルサイクラーは環境への影響を最小限に抑えながらお客様の研究を支援します。
サイクラーが休止しているときにディスプレイを自動的にオフにする節電モードによりエネルギーを節約します。
効率アップ。効率的な高速加熱・冷却で 1 ラン当たりのエネルギー使用量を削減します。
コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。

70
60

温度入力画面では電卓のようなテンキーが表示されタッチ操作で簡単に温度を入力することができます。
また温度入力ウィンドウ最上部には入力できる温度範
囲が表示されるため、都度マニュアルで確認して頂く
必要はありません。

50

37cm（Lid開放時）
23cm（Lid閉時）

40

CoolerTime

世界中で使われています
ユーザーの声はこちら

ダイナミック・ランピングによる制御は温度グラジェント時の各列の温度保持
時間を確実に揃えます。

47cm
Tools 画面：初期設定やランログが参照でき
ます。

26cm

The Smart
PCR Choice
細部にいたるまで品質に妥協を許さない T100 サーマルサイクラーはスマートな PCR 用サーマルサイクラーです。外観的には直感的なタッ
チスクリーンが見事な高解像度グラフィックを表示し、PCR プロトコール入力をかつてないほど簡単にします。機器内部は長寿命と信頼性の高い結果で定評のある精密 96 ウェルブロックを備えています。全体的には性能、機能、扱いやすさをコンパクトに効率よくまとめたシステムで、どの研究室にもすんなりフィットし場所をとりません。内部・外部ともに卓越した T100 は PCR のエキスパートにも初心者にもうってつけのサーマルサイクラーです。T100 サーマルサイクラーでは次のことが可能です。
大画面 5.7 インチカラータッチスクリーンにより、直感的プログラミングで作業時間を節約します。
8 段階温度グラジェント機能を使用して 1 回で PCR 条件を最適化することにより、優れた結果を速やかに得ることができます。
コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。
U SB フラッシュドライブによりバックアップと蓄積が簡単で、プロトコールを整理し安全に保つことができます。
バイオ・ラッド社ならではの信頼性により結果に確信を持つことができます。

T100サーマルサイクラー仕様
対応チューブ・プレート

96×0.2 mlチューブ
0.2 mlストリップチューブ

サンプル容量1～100 μl（推奨15-50 μl）

最大温度制御速度

4℃ /秒

平均温度制御速度

2.5℃ /秒

温度設定範囲4-100℃

温度精度±0.5℃（＠90℃）

温度均一性±0.5℃（＠90℃、30秒後）

温度グラジェント設定温度範囲30-100℃

サイズ（W×D×H）

26×47×23 cm

温度グラジェント設定幅

1-25℃

重量

9 kg

ディスプレイ5.7インチ カラータッチスクリーン

ポート

USB×1

プログラム保存数

500、USBメモリーに保存可能

入力電源

100-150 V/50-60 Hz

Amplification: T100 サーマルサイクラー

操作環境
周辺温度

10～35℃

相対湿度

20～80%

最大消費電力670 W

Ordering Information
カタログ番号

品名

1861096J1

T100サーマルサイクラー

価格¥580,000

構成品：T100本体、パワーコード、T100チューブサポートリング、取扱説明書、クイックガイド、0.2 ml PCRチューブ（1000個）一括購入でお得なパッケージ
1861096B02

T100サーマルサイクラー 2台¥800,000

1861096B03

T100サーマルサイクラー 3台¥1,140,000

1861096B04

T100サーマルサイクラー 4台¥1,480,000

1861096B05

T100サーマルサイクラー 5台¥1,750,000

T100サーマルサイクラー専用アクセサリー
T100チューブサポートリング

1862000¥4,500試薬
iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼ
iTaq DNA ポリメラーゼ 250 units

1725301
1708870

100 units¥11,000¥27,000

消耗品(チューブ、キャップ)
TWI0201

0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付（1000個）¥9,000

TWI0201B05

0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付（1000個×5セット）¥36,000

TBS0201

0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個）¥12,000

TBS0201B05

0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個×5セット）¥48,000

TCS0801

0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個）

TCS0801B05

0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個×5セット）

TCS0803

0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル（120個）

TCS0803B05

0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル（120個×5セット）¥7,000¥28,000¥8,000¥32,000

消耗品(プレート、シール)
HSS9601

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell

25枚*

HSS9641

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Green shell

25枚*

HSS9641B04

96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell

25枚×4*

MSB1001

Microseal 'B'

シーリングフィルム

100枚

MSB1001B05

Microseal 'B'

シーリングフィルム

100枚×5セット

MSA5001

Microseal 'A'

シーリングフィルム

50枚¥17,000¥17,000¥60,000¥31,000¥124,000¥21,000*シーリングフィルム以外にも、フラットキャップ（TCS0803）、ドームキャップ
（TCS0801）
もご利用可能です。
MLP9601

Multiplate 96well PCR プレート
（High-Profile）/ナチュラル

25枚**

MLP9601B05

Multiplate 96well PCR プレート
（High-Profile）/ナチュラル

25枚×5セット**¥19,000¥76,000**フラットキャップ（TCS0803）、ドームキャップ
（TCS0801）をお使いください。
This product is covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.
The purchase of iProof and iTaq Plymerases includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser’s own internal
research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing,
Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス

www.bio-rad.com

本社 〒140-0002

東京都品川区東品川 2-2-24

大阪営業所 〒532-0025

大阪市淀川区新北野 1-14-11

TEL：06-6308-6568

福岡営業所 〒812-0013

福岡市博多区博多駅東 2-5-28

TEL：092-475-4856

取扱店

TEL：03-6361-7000       ※学術的お問い合わせは TEL：03-6404-0331＊価格（ 税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
＊価格は 2018 年 4 月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C10380L 1804b

T100TM サーマルサイクラー