ZEISS Primostar 3
デジタル教育やラボでのルーチンワークに最適な、頑丈でコンパクトな顕微鏡
zeiss.com/primostar

デジタル教育やラボでのルーチンワークに最適な、頑丈でコンパクトな顕微鏡
›

要約

› 特長
› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

教育現場やラボでのルーチン作業には、耐久性に優れた信頼性の高い顕微鏡が必要です。ご自身や同僚の方々、そして学生も、限られたスペースで長時間作業することが多いでしょう。そのため、スムーズな動作で投資対効果の高い顕微鏡が求められます。Primostar 3 は、丈夫なメタルフレームにこうした要素をすべて詰め込み、最大限の使いやすさを考えて設計された、堅牢・軽量な顕微鏡です。生産性の高い学習やラボでの効率的作業を可能にし、最初の操作時からスタッフや学生は必要な作業に集中できます。
教育やラボのルーチン作業向けに、事前定義パッケージをお選びいただくと、今あるタスクに必要な、正確な顕微鏡構成をご利用いただけます。顕微鏡はすべて事前に組立て済みで、箱から取り出してすぐに使用できるプラグアン
ドプレイ仕様です。教育をオンラインに移行する場合や、ラボのネットワークに接続する場合も、ZEISS 提供の無償イメージングアプリ Labscope のご利用で、かつてなく簡単に実現できます。

教育用固定ケーラーをご希望の場合も、ラボ用のフルケーラー
設定をご希望の場合も、ZEISS Primostar 3 はパッケージを事前定義した状態で届けられます。すぐにお使いいただけるコ
ンビネーションの中からお好きなものをお選びください。

Primostar 3 は、今日、そして長年にわたって信頼できる、かけがえないパー
トナーのような顕微鏡です。

2

より簡単に、インテリジェントに、さらにインテグレートされたシステム

› 要約
›

特長

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

確実な投資
ZEISS Primostar 3 は、教育現場やルーチン
ラボでの日々の作業を想定して設計・構築された堅牢な顕微鏡です。強固な素材で作られている Primostar 3 は、機械として安定しており、耐久性および信頼性の高い顕微鏡です。毎日、何年も続けて集中的に使用しても、コンポーネントはスムーズに動作します。本体の耐久性は、当社提供の最大
5 年間の延長保証サービスにも反映されています。
Primostar 3 は、各用途に合わせて調整された即使用可能なパッケージで提供されるため、最適な構成を確実にご利用いただけます。箱を開けたら電源につなぐだけで、すぐに使用が可能です。

タスクに合わせて顕微鏡を調整
顕微鏡構成の選択は、各アプリケーションに任せましょう。フルケーラーバージョンの安定設計にも、一連のスマート機能が搭載されています。30W のハロゲン電球は省
エネの LED 電球とも交換でき、安定した色
温度と光量を保ちます。
また、 蛍 光チューブを追 加すれば、ご 使
用の Primostar 3 を LED 蛍光顕微鏡に変身させることも可能です。コントラスト方法、対物レンズ、記録機能などは、すべてご希
望どおりに設定できます。さらに、ロングステージハンドルがリラックスした姿勢での作業を可能とし、ダブルスライダー用試料ホルダーで効率性がアップします。一日のラボ作業を終えた後は、そのユーザーフ
レンドリーな設計をご実感いただけることでしょう。

デジタル教育で学生にインスピレーションを数々のデジタルインターフェイスオプショ
ンを搭 載した鏡 筒に、 顕 微 鏡カメラを統合するメリットを想像してみてください。
ZEISS のイメージングアプリ、Labscope を使用して、教室内の各顕微鏡を接続し、HDモニターやプロジェクター経由で画像やビデオを学生と共有しましょう。ソフトウェ
アモジュールの Labscope Teacher は、クラスの管理やまとめに便利です。デジタル教室で顕微鏡接続のメリットを活用し、iPadや PC で各詳細情報を取得すれば、貴重な時間を節約して授業に集中できます。
さらに、教育の場をオンラインに移し、ご使用の顕微鏡を PC に接続することで、参加メンバー全員との画像共有が可能になります。

3

多様なアプリケーションに的確に対応

› 要約
›

特長

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

教育における固定ケーラーの信頼性
教育は非常に大切ですが、授業に割ける
時間は常に限られています。これに対して、
Primostar 3 は詳細な画像を提供して授業の生産性を最大化します。Primostar 3 の固定
ケーラーバージョンは、20 mm の視野で事前調整されており、選べる対物レンズやアイピースも付属するため、顕微鏡を電源に接続するだけで授業を開始できます。さらに、長時間稼働の LED 照明による教室の省
エネというメリットもあります。顕微鏡を保管キャビネットに収納するには、しっか
りとハンドルを持って運んでください。

LED インジケーター
離れた場所からでも、顕微鏡の照明の状態を一目でご確認いただけます。

オプションのアイピースポインター
レチクルのようにアイピースに挿入して、特定対象の詳細をマークする便利なアクセ
サリです。追加可能。

5V USB ポート
固定ケーラー鏡基後部のポートを使用してモバイルバッテリーに接続する、あるいは
モバイルデバイスを充電できます。

ケーブル保管ケーブルはすべて、顕微鏡に綺麗に保管できます。

4

多様なアプリケーションに的確に対応

› 要約
›

特長

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

教育・ルーチンラボにおけるZEISS Primostar 3
教育やラボの作業では、効率性が鍵です。
視野 22 mm の Primostar 3 のフルケーラー
バージョンなら、ケーラー照明を使用しながら自由に授業ができます。事前定義パッケージには、選べる対物レンズやアイピー
スが付属しており、より大きなステージドライブで、終日にわたる作業でもリラックスして臨めます。使用する試料が多い場合
は、ダブルスライダー用試料ホルダーをご利用いただけます。

クリックしてビデオを見る

ライトマネージャー
レンズ交換時にライトマネージャーを起動
すると、顕微鏡が各レンズ位置の的確な光量を記憶します。

ライトマネージャーが、すべての倍率で同じ輝度を実現します。追加メリットとして、省エネ仕様の ECO モードはラボのコスト削減にもつながります。
ラ ボ の ル ー チ ン 作 業 を より 快 適 に す るに は、 タ ー レ ット コ ン デ ン サ ー 統 合 のPrimostar 3 をお選びください。明視野、暗視野、位相コントラストなどの方法をご活用いただけます。

コンデンサーターレット
明視野、位相コントラスト、暗視野など、異なるコントラスト技術の切り替えも簡単です。

クリックしてビデオを見る

ECO モード
このモードを有効にすると、30 分以上操作がない場合、顕微鏡が自動的にスリープ
モードになります。

ランプハウジング
30W ハロゲン電球または省エネの 3W LED
照明のいずれかを使用して、安定した色温度や光量を提供します。これらは相互に交換可能です。
5

可能性を拓く

› 要約
›

特長

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

デジタル教室
次 世 代の科 学 者たちに、デジタルな学びの場を提 供しましょう。
ZEISS Labscope アプリを使って学生全員の顕微鏡や WiFi カメラに接続し、集合的な学習環境を構築できます。教師は、学生の顕微鏡を一目でモニタリングでき、学生の進捗を目の前で確認して、必要な場合は個別サポートも可能です。ネットワーク上の顕微鏡に見せたい画像があれば、プロジェクターやモニターでグループ全体と共有できます。よりインタラクティブな学習環境が、デジタル教育の可能性を広げます。

8.3 MPx HD WiFi カメラを搭載した Primostar 3 は、デジタル教室に最適なパッケージです。このカメラは、Ethernet、USB-C 3.0 などの多様なインターフェイスに対応し、電源は内蔵されケーブルがからみ合うこともありません。外部カメラ導入の顕微鏡をご希望の場合も、
本パッケージでご対応いただけます。
いずれも、オンラインのライブ教育や学習の可能性を広げるオプションとなっています。顕微鏡や WiFi カメラをご利用の PC に接続するだけで、参加メンバーとの内容共有が可能です。

6

可能性を拓く

› 要約
›

特長

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービスZEISS Labscope
ZEISS のイメージングアプリ、Labscope を使用すると、接続済みの顕微鏡のライブ画像表示が可能です。学生の画像をワンクリックで選択できます。8.3 メガピクセルの高解像度で画像やビデオを記録できます。
たとえば、画像にメモを付けることができるほか、距離の測定なども行えます。メー
ル、ソーシャルメディア、クラウドサービ
スなどで、画像、レポート、ビデオを後から共 有 することも可 能 で す。Labscope は
ZEN との互換性があり、メタデータや別途
注釈レイヤーを含む .czi 形式で画像を保存できます。.jpg 形式なら容量節約も可能です。Labscope は無料で簡単・スピーディにダウンロードできます。

7

可能性を拓く

› 要約
›

特長

ZEISS Labscope
Labscope は、PC に接 続された顕 微 鏡 向けのシンプルなイメージングアプリです。ルーチンラボ、 学 校、 趣 味 など 用 途を問 わず、 画 像
スナップ、ビデオ録画、顕微鏡試料測定がこれまで以上に簡単に行えます。

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

学生全員の顕微鏡を一目で把握し、デジタル教育やインタラクティブ教育を効率的に行いましょう。

Labscope Teacher は、デジタル教室の管理をサポートします。

顕微鏡教育のホームスクーリングおよびハイブリッドスクーリングが可能に。学生は Teams を使

顕微鏡画像の描画に芸術的なスキルは一切不要。半透明のスケッチソリューションで、インスピ

用して、教師の顕微鏡のライブ画像を確認できます。

レーションを与える学習スタイルをサポートします。

8

可能性を拓く

› 要約
›

特長

› アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

三眼鏡筒
三眼鏡筒と顕微鏡カメラで、顕微鏡画像を記録しましょう。

回転ミラー（固定ケーラー鏡基用のみ）
ご好評のアクセサリにより、電気を使うことなく、周囲光または太陽光で顕微鏡をご利用いただけます。

運搬 / 保管用ケース
ZEISS Primostar 3 の保管や運搬には、専用ケースをご利用ください。

偏光コントラスト
各鏡基にポラライザーやアナライザーを素早く取り付けると、透過光で偏光コントラストを実現します。

蛍光中間チューブ iLED
iLED ユニットを追加すると、Primostar 3 がLED 蛍光顕微鏡に変身します。

9多様なアプリケーションに的確に対応

› 要約
› 特長

1

ラボでの顕微鏡使用をご希望ですか（より快適性の高い FOV 22 mm）？それとも教室での基本的な使用をご希望ですか？
ケーラー照明法の授業をしますか？それとも調整不要で使いやすい固定ケーラーバージョン（FOV 20 mm）をご希望ですか？

2

調整不要で使いやすい固定ケーラーモデル（FOV 20 mm）？
作業や結果をカメラで記録しますか？

3

カメラは不要
現在も将来的にも不要› システム構成› 技術仕様2

教育・ラボ向けのフルケーラーモデル（FOV 22 mm）？
エルゴステージドライブ、ダブルスライダーホルダー、ライトマ
ネージャー、ECO モード、5 倍対物レンズレボルバーで快適性をプラス。どのようなコントラスト方法の作業をご希望ですか？

3

三眼鏡筒を使用した明視野コントラスト› サービス

3

カメラと記録機能が必須
内蔵 WiFi カメラからお選びいただくか、
カメラを導入してください3

三眼鏡筒を使用した位相コントラスト
ご希望の作業は、Ph スライダー、またはターレットコンデンサーのどちらですか？

Primostar 3
ベーシックパッケージ、対物レン
ズ 4x、10x、40x

Primostar 3
ベーシックパッケージ、対物レン
ズ 4x、10x、40x、100x、オイル

Primostar 3
カバーガラス不要のアプリケーション専用に設計された対物レンズ付きのパッケージ、D = 0、4x、10x、40x、100x、オイル

Primostar 3
WiFi Axiocam 208
Color 搭載パッケー
ジ、対物レンズ 4x、10x、40x

Primostar 3
今すぐまたは将来的なカメラ導入用
フォトチューブ 搭
載パッケージ、対物レンズ 4x、10x、
40x

Primostar 3
今すぐまたは将来的なカメラ導入用
フォトチューブ 搭
載パッケージ、対物レンズ 4x、10x、
40x

Primostar 3
アッベコンデン
サー搭載パッケー
ジ、対物レンズ 4x、10x、40x Ph2

Primostar 3
ターレットコンデンサー 搭 載 パッ
ケージ、対物レン
ズ 4x、10x、40x
Ph2

パッケージ
415501-0001-000

パッケージ
415501-0081-000

パッケージ
415501-0061-000

デジタル教室パッケージ
415501-0071-000

Trino パッケージ
415501-0011-000

パッケージ
415501-0041-000

パッケージ
415501-0021-000

パッケージ
415501-0031-000

Primo Star iLED（415500-0040-001）

アプリケーション

企業の社会的責任 | TB（結核菌検出）パッケージ›

パッケージ概要10多様なアプリケーションに的確に対応

› 要約

注文番号

Primostar 3：415501-0081-000

Primostar 3：415501-0001-000

Primostar 3：415501-0011-000

Primostar 3：415501-0071-000

Primostar 3：415501-0061-000

Primostar 3：415501-0041-000

Primostar 3：415501-0021-000

Primostar 3：415501-0031-000

› 特長

鏡筒傾斜角

25°

25°

25°

25°

25°

25°

25°

25°

ステージハンドル右

x

x

x

x

x

x

x

x

FOV 20 mm

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4x、10x、40x

4x、10x、40x Ph2

4x、10x、40x Ph2

x

x

›

アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービスFOV 22 mm
固定ケーラー

x

x

x

x

x

フルケーラー
HAL
LED

x

x

x

ポインター

x

x

x

x

x

三眼鏡筒
4 倍対物レンズレボルバー

x

x

x

x

x
x

5 倍対物レンズレボルバー
対物レンズ
D=0

4x、10x、40x、100x、オイル

対物レンズ∞ / 0.17

4x、10x、40x、100x、オイル

4x、10x、40x

4x、10x、40x

4x、10x、40x

アッベコンデンサー

x

x

x

x

x

ターレットコンデンサーx

ライトマネージャーxxx

ECO モード

x

x

x

11

多様なアプリケーションに的確に対応› 要約

典型的なアプリケーション / サンプルタスク

ZEISS Primostar 3 の機能

› 特長

組織学
病理組織学
解剖学

学生には、顕微鏡構造に加え、細胞、組織、器官に関する詳細な知識の会得が求められます。

固定ケーラーパッケージ：
Primostar 3：415500-0081-000、4x、10x、40x、100x、オイル›

アプリケーション

学生は、組織学的スライドをスケッチし、目視での検鏡によってその特徴の特定について学習します。これは最終的に診断を正当化するためのものです。

› システム構成

カメラオプション付き固定ケーラーパッケージ（Trinotube）：
Primostar 3：415501-0011-000、4x、10x、40x
カメラ搭載型固定ケーラーパッケージ：
Primostar 3：415501-0071-000、4x、10x、40x› 技術仕様カメラオプション付きフルケーラーパッケージ（Trinotube）：
Primostar 3：415501-0041-000、4x、10x、40x› サービス
細胞生物学

学生には、細胞構造、細胞成分、その形状や機能に関する詳細な知識の会得が求められます。
細胞生物学に関する基本知識は、たとえば制御がなされていない癌の細胞増殖の早期発見のほか、癌の進行や治療に関する研究を進めるためにも重要な前提条件となります。

食品微生物学

健康的な栄養摂取は、健康維持において重要な要素です。乳酸菌や酵母（いわゆるプロバイオティクス）などの添加物を使った新しい食品設計により、より健康的な食品の登場が期待できます。
さまざまな食品添加物を使用した構成が、食品設計にポジティブな影響をもたらす鍵となります。細菌などの添加物は顕微鏡で検知することができます。

医学微生物学

細菌はあらゆる病気を引き起こす原因となり得るため、医療ラボテクニシャンはさまざ
まな細菌を的確に識別する必要があります。これは、患者の治療を判断するための前提条件となります。
グラム染色は、グラム陽性菌（例：ブドウ球菌、連鎖球菌）やグラム陰性菌（例：腸内細菌科）などの分類において役立ちます。このような細菌の形態は、顕微鏡で可視化
できます。

血液学

血球は、赤血球、白血球、血小板で構成されています。これらは、酸素の運搬、血液喪失からの保護、感染症の防止など、それぞれ特定の役割や機能を持っています。
顕微鏡下で染色された血球においては、異なる血球やその病原性が可視化できるほか、血球の数を数えることができます。また、血液の鑑別試験を行うこともできます。

位相コントラストとカメラオプション付きフルケーラーパッケージ：
Primostar 3：415501-0021-000、4x、10x、40x Ph2（Ph スライダー）
Primostar 3：415501-0031-000、4x、10x、40x Ph2（ターレットコンデンサー）
Primostar 3：415501-0031-000、4x、10x、40x Ph2
iPlan-Achromat 100x、オイル Ph3：415501-1645-000
暗視野スライダー：415501-1802-000
カメラ Axioxam 208 Color：426570-9000-000
カメラアダプター P95-C 2⁄3" 0.65x：415501-1810-000
Primostar 3：415501-0041-000、4x、10x、40x
iPlan-Achromat 100x、オイル：415501-1641-000
カメラ Axiocam 208 Color：426570-9000-000
カメラアダプター（P95-C 2⁄3" 0.65x）：415501-1810-000

カメラオプション付きフルケーラーパッケージ（Trinotube）：
Primostar 3：415501-0041-000、4x、10x、40x
Primostar 3：415501-0061-000、10x、20x、40x、100x、オイル、D=0
アクセサリ：
iPlan-Achromat 100x、オイル：415501-1641-000
暗視野スライダー：415501-1802-000
カメラ Axiocam 208 Color：426570-9000-000
カメラアダプター（P95-C 2⁄3" 0.65x）：415501-1810-000

12多様なアプリケーションに的確に対応› 要約

典型的なアプリケーション / サンプルタスク

ZEISS Primostar 3 の機能

› 特長

産婦人科

女性医学では、膣分泌物の変化により、カンジダ、細菌、膣トリコモナスと呼ばれる寄生虫などの病理学的プロセスによる感染を把握できます。

カメラオプション付きフルケーラーパッケージ（Trinotube）：
Primostar 3：415501-0021-000、4x、10x、40x Ph2（Ph スライダー）
Primostar 3：415501-0031-000、4x、10x、40x Ph2（ターレットコン
デンサー）

›

アプリケーション

膣分泌物の組成は顕微鏡で調査できます。
異なる微生物を識別するには、位相コントラスト方法を用います。

› システム構成

アクセサリ：
iPlan-Achromat 100x、オイル：415501-1641-000
iPlan-Achromat 20x：415501-1622-000
カメラ Axiocam 208 Color：426570-9000-000
カメラアダプター（P95-C 2⁄3″0.65x）：415501-1810-000› 技術仕様› サービス
植物生理学
生態学
農学

痰の検出

植物から食品まで：人間や動物の食品において植物が担う役割は増え続けており、特に世界的な人口増加によりこの傾向が顕著になっています。
植物の形態や植物の生理を研究し、植物の害虫や病気（植物病理学）の確実な検出と分類、栄養不良や病原体の診断を行うことは、植物治療の成功における前提条件となります。

ラボテクニシャンは、なるべく早急に結核菌を識別する必要があります。これにはZiehl-Neelsen 染色と暗視野観察が最適です。
蛍光励起法では、結核菌を最大 4 倍迅速に、かつ最大 30％の高感度で識別することができます。オーラミン -O 染色により結核菌が容易に検出可能になります。

カメラ搭載型固定ケーラーパッケージ：
Primostar 3：415500-0071-000、4x、10x、40x
カメラオプション付きフルケーラーパッケージ（Trinotube）：
Primostar 3：415501-0041-000、4x、10x、40x
カメラ Axiocam 208 Color：426570-9000-000
カメラアダプター（P95-C 2⁄3″0.65x）：415501-1810-000
Primostar 3：415501-0061-000、10x、20x、40x、100x、オイル、D=0
アクセサリ：
蛍光中間チューブ iLED 455nm：415501-1820-000

13

ZEISS Primostar 3 のアプリケーション例
› 要約
› 特長
›

アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービス

マウスの毛包• 明視野コントラスト• 倍率：4x、10x、40x
推奨パッケージ：• パッケージ 415501-0001-000：
Primostar 3 固定ケーラーバージョン• パッケージ 415501-0011-000：
Primostar 3 固定ケーラーバージョン、
カメラポート搭載• パッケージ 415501-0041-000：
Primostar 3 フルケーラーバージョン、
カメラポート搭載

14

ZEISS Primostar 3 のアプリケーション例
› 要約
› 特長
›

アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービススズラン• 明視野および蛍光コントラスト• 倍率：4x、10x
推奨パッケージ：• パッケージ 415501-0041-000
Primostar 3 フルケーラーバージョン、
FITC 染色試料用蛍光中間チューブ iLED付き（415501-0022-000）

明視野でのスズラン、倍率：4x

明視野でのスズラン、倍率：10x蛍光コントラストでのスズラン、青 09 と青 38、倍率：10x15

ZEISS Primostar 3 のアプリケーション例
› 要約
› 特長
›

アプリケーション› システム構成› 技術仕様› サービスウサギの舌、味蕾• 明視野および位相差• 倍率：40x
推奨パッケージ：• パッケージ 415501-0021-000：
Primostar 3 フルケーラーバージョン、位相
コントラスト• パッケージ 415501-0031-000：
Primostar 3 フルケーラーバージョン、位相
コントラストおよびターレットコンデンサー
明視野および位相コントラストでの味蕾、倍率：40x

明視野および位相コントラストでの味蕾、倍率：40x16フレキシブルな構成選択

› 要約
› 特長

7

3

4 コンデンサー• アッベコンデンサー 0.9 / 1.25
スロット付き（Ph や DF 向けスライド）• ターレットコンデンサー
BF / Ph1 / Ph2 / Ph3 / DF

63

› アプリケーション›

システム構成› 技術仕様› サービス

2
4

2
1

5

ZEISS Primostar 3 固定ケーラーバージョン

4

1
5

5 照明
• 透過光ハロゲン 6V 30W（フルケーラー鏡基のみ）• 透過光 LED 3W 5600K• 反射光 Fl iLED*（455 nm + FS 67 または 470 nm + FS 09）

ZEISS Primostar 3 フルケーラーバージョン

6 カメラ• Axiocam 208 Color（推奨カメラ）• 双眼チューブ HD 25°/ 22、搭載カメラ
8MPx*
1 顕微鏡
• Primostar 3 固定ケーラー
FOV=20、4 位置ノーズピース、LED、ハンドル有または無• Primostar 3 フルケーラー
FOV=22、5 位置ノーズピース、LED / HAL、ECO モード、ライトマネージャー、ロン
グステージハンドル、ダブルスライダー
用試料ホルダー2 対物レンズ• iPlan-Achromat 4x / 10x / 20x /40x / 100x、オイル• iPlan-Achromat Ph 10x / 20x /40x / 100x、オイル• iPlan-Achromat D=0 10x / 20x /40x / 100x、オイル
3 アイピース• アイピース 10x / 20 Br. Foc.
• アイピース 10x / 22 Br. Foc.

7 ソフトウェア• Labscope イメージングアプリ• ZEN イメージングソフトウェア
8 追加アクセサリ• 透過光ミラー• アイピースポインター• クロスラインマイクロメーター• 簡易偏光アクセサリ• 運搬・保管ケース* ハンドル無しの鏡基のみ

17

システム概要› 要約
Camera with C-mount› 特長› アプリケーション›

システム構成› 技術仕様Eyepiece pointerf/Primostar 3415501-1906-000
Crossline micrometer
10:100 d25415501-1815-000

Pinhole diaphragm d30
444020-0000-000

Camera adapter
P95-C 1/2" 0.5x
415501-1811-000

1Camera adapter
P95-C 2/3" 0.65x
415501-1810-000

Eyepiece 10x/20 Br foc
410051-1500-000
Eyepiece 10x/22 Br foc
410051-1501-000› サービス

Binocular tube 25°/20
415501-1400-000

Binocular phototube
25°/22 (50:50)
415501-1402-000

Binocular tube HD 25°/22
w/int cam 8MPx
415501-1403-000

Binocular phototube
25°/20 (50:50)
415501-1401-000

Reflected-Light FL
iLED 455nm
415501-1820-000
Reflected-Light FL
iLED 470nm
415501-1822-000te brighfluorescenc

field

included:Special eyecups w/light shield
415500-1819-000

Analyzer f/Primostar 3415501-1806-000

Analyzer f/Primostar 3415501-1806-000

Analyzer f/Primostar 3415501-1806-000

Slider H/Ph1/Ph2/Ph3
415500-1826-000

Slider H/Ph1/Ph2/Ph3
415500-1826-000

Slider H/Ph1/Ph2/Ph3
415500-1826-000

Slider H/Ph2
f/Primostar 3415501-1800-000
Slider DF
f/Primostar 3415500-1802-000

ar 3

Primost

1

0

10

20

30

40

50

Slider H/Ph2
f/Primostar 3415501-1800-000
Slider DF
f/Primostar 3415500-1802-000

ar 3

Primost

1

0

10

20

30

40

50

Slider H/Ph2
f/Primostar 3415501-1800-000

Set of color filters
blu/grn/yel, d45x1.5415500-1804-000

Set of color filters
blu/grn/yel, d45x1.5415500-1804-000

Polarizer
f/Primostar 3415501-1805-000

Polarizer
f/Primostar 3415501-1805-000

Polarizer
f/Primostar 3415501-1805-000

Transmitted-lightmirror415500-1202-000

Transmitted-lightmirror415500-1202-000

included:
Mechanical stage 75x40 rh short
415501-1300-000
Specimen holder lh
415501-1304-000
Abbe condenser 0.9/1.25
415501-1701-000

ar 3

Primost1

Slider DF
f/Primostar 3415500-1802-000

Set of color filters
blu/grn/yel, d45x1.5415500-1804-000

Microscope standFix-Koehler rh w/handle
415501-1102-000

Objectives f/Primostar 3– Obj iPlan-Achromat 4x/0.10 WD=30.7
415501-1600-000– Obj iPlan-Achromat 10x/0.25 WD=17.4
415501-1610-000– Obj iPlan-Achromat 20x/0.45 WD=0.9
415501-1622-000– Obj iPlan-Achromat 40x/0.65 WD=0.6
415501-1620-000– Obj iPlan-Achromat 100x/1.25 Oil WD=0.16415501-1641-000– Obj iPlan-Achromat 100x/0.8 Dry WD=1.7
415501-1640-000– Obj iPlan-Achromat 10x/0.25 Ph1 WD=18.3
415501-1615-000– Obj iPlan-Achromat 20x/0.45 Ph2 WD=0.9
415501-1625-000– Obj iPlan-Achromat 40x/0.65 Ph2 WD=0.6
415501-1635-000– Obj iPlan-Achromat 100x/1.25 Oil Ph3 WD=0.16415501-1645-000– Obj iPlan-Achromat 10x/0.25 D=0 WD=17.5
415501-1611-000– Obj iPlan-Achromat 20x/0.45 D=0 WD=1
415501-1621-000– Obj iPlan-Achromat 40x/0.65 D=0 WD=0.62
415501-1631-000– Obj iPlan-Achromat 100x/1.25 Oil D=0 WD=0.3
415501-1642-000

Turret condenser
BF/Ph1/Ph2/Ph3/DF
415501-1700-000

Microscope stand Fix-Koehler rh
415501-1100-000

Microscope stand Full-Koehler rh
415501-1101-000

included:
Mechanical stage 75x40 rh short
415501-1300-000
Specimen holder lh
415501-1304-000
Abbe condenser 0.9/1.25
415501-1701-000

included: Mechanical stage 75x50 rh
415501-1303-000
Specimen holder work f/two slides lh
415501-1305-000
Abbe condenser 0.9/1.25
415501-1701-000
Transmitted-light illumination 3W 5600K
415501-1200-000
Transmitted-light illumination 6V 30W
415501-1201-000
included:
Bulb HAL 6V/30W f/Primostar
415500-1901-000

Transport + storage box
f/Primostar 3415501-1830-000

Transport + storage casef/Primostar 3415501-1831-000

18

技術仕様

› 要約
› 特長
› アプリケーション› システム構成›

技術仕様› サービス

寸法（幅 x 深さ x 高さ）
固定ケーラー鏡基搭載システム

約 208 mm x 296 mm x 398 mm（落射蛍光装置 iLED 搭載の場合：約 208 mm x 296 mm x 453 mm）

フルケーラー鏡基搭載システム

約 208 mm x 296 mm x 398 mm（（落射蛍光装置 iLED 搭載の場合：約 208 mm x 296 mm x 453 mm）

双眼鏡筒 HD 25°/22 w、カメラ搭載双眼鏡筒搭載システム

約 208 mm x 296 mm x 398 mm（落射蛍光装置 iLED 搭載の場合：約 208 mm x 296 mm x 453 mm）

重量
固定ケーラー鏡基搭載システム

約 8.5 〜 10.5 kg *フルケーラー鏡基搭載システム

約 9.4 〜 11.4 kg *双眼鏡筒 HD 25°/22 w、カメラ搭載双眼鏡筒搭載システム

約 9.6 〜 12.0 kg ** 構成により異なる

19

技術仕様

› 要約
› 特長
› アプリケーション› システム構成›

技術仕様› サービス

環境条件
輸送時（梱包状態）：
許容環境温度–40 C 〜 +70 C

保管時：
許容環境温度+10 C 〜 +40 C

許容空気湿度（結露なし）

35 C で最大 75 %

操作時：
許容環境温度+10 C 〜 +40 C

許容空気湿度（結露なし）

35 C で最大 75 %気圧

800 hPa 〜 1,060 hPa

設置場所

室内限定

使用可能な高度

最大 2,000 m

操作データ
保護クラス

II

保護タイプ

IP20

電気的安全性CSA および UL 指令を含む DIN EN 61010-1（IEC 61010-1）に準拠

汚染度

2

過電圧カテゴリーII

電波干渉抑制EN 61326 に準拠

線間電圧

100 〜 240 V（± 10 %）の広範囲入力電源（機器の電圧設定）は変更不要

線間周波数50 / 60 Hz

消費電力

70 VA、外部電源のセカンダリ電圧 12 V

プラグイン電源ユニット出力

12 V DC、最大 2.5 A

顕微鏡 12 V / 6 V DC

1.5 V 〜 6 V で調整可能

装置の LED クラス

3B

20

技術仕様

› 要約
› 特長
› アプリケーション› システム構成›

技術仕様› サービス

光学／装置データ
ステージフォーカシング機能付き鏡基

固定ケーラー鏡基

フルケーラー鏡基

粗動フォーカシングドライブ

45 mm / 回転

45 mm / 回転微動フォーカシングドライブ

0.5 mm / 回転

0.5 mm / 回転ステージリフト総距離

15 mm

15 mm

試料ステージ

メカニカルステージ

メカニカルステージ

寸法（幅 x 奥行）

140 mm x 135 mm

185 mm x 135 mm

ステージ駆動距離（X x Y）

75 mm x 40 mm

75 mm x 50 mm

ステージハンドル

ショート、右ロング、右バーニヤ目盛右側から読み取り可能

左側から読み取り可能

クレンメル

クリップハンドル左

クリップハンドル左、ダブルスライド用

コンデンサー

固定ケーラー鏡基

フルケーラー鏡基アッベコンデンサー 0.9 / 1.25

対物レンズ 4x 〜 100x 向け

対物レンズ 4x 〜 100x 向け

ターレットコンデンサー BF / Ph1 / Ph2 / Ph3 / DF

対物レンズ 4x 〜 100x 向け

対物レンズ 4x 〜 100x 向け

光源

固定ケーラー鏡基

フルケーラー鏡基ハロゲンランプ–

ハロゲン 6 V / 30 W（交換可能）

光源の調整機能–

1.5 V 〜 6V DC の範囲内での連続調光可能

色温度–2,800 K（6V 時）

光束–280 lm

平均製品寿命時間–

1,000 時間

発光領域–

1.5 mm x 3 mm

LED 光源白光 LED 3 W 5,600 K（固定）白光 LED 3 W 5,600 K（交換可能）

ピーク波長

440 nm

440 nm

均一な照明範囲（直径）

20 mm

22 mm

光量調整範囲約 15 〜 100 %約 15 〜 100 %平均製品寿命時間

約 30,000 時間

約 35,000 時間

21

技術仕様

› 要約
› 特長
› アプリケーション› システム構成›

技術仕様› サービス

鏡筒
双眼（三眼）チューブ

双眼鏡筒 25°/22

三眼鏡筒 25°/20（50：50）

三眼鏡筒 25°/22（50：50）

最大視野数

20

20

22

瞳孔間距離

48 mm 〜 75 mm で調整可能

48 mm 〜 75 mm で調整可能

48 mm 〜 75 mm で調整可能

観察高さ

370 mm 〜 410 mm

370 mm 〜 410 mm

370 mm 〜 410 mm

観察ポート、鏡筒倍率

1x

1x

1x

三眼鏡筒（鏡筒倍率）

–

1x

1x

三眼鏡筒（マウント）

–

60 mm

60 mm

三眼鏡筒 光路切替え比率（固定）–50（接眼）: 50（カメラ）50（接眼）: 50（カメラ）鏡筒カメラ搭載双眼鏡筒

双眼鏡筒 HD 25°/20、搭載カメラ 8MPx

最大視野数

22

瞳孔間距離

48 mm 〜 75 mm で調整可能

鏡筒傾斜角

25°

観察高

370 mm 〜 410 mm

接眼ポート

チューブレンズ倍率 1x

内蔵 IHD-CMOS カメラ

22

技術仕様

› 要約
› 特長
› アプリケーション› システム構成›

技術仕様› サービス

内蔵 4KCMOS カメラ
センサー

ソニー CMOS カラーイメージセンサー、ローリングシャッター

センサーサイズ1/2.1"、7.1mm x 4.0 mm（対角 8.1 mm）

画素数

3,840（横）x 2,160（縦）= 830 万画素、超高解像度（4K）

画素サイズ

1.85 µm x 1.85 µm

ビット数／色深度

3 x 8 bpp

露光時間0.06 ms 〜 1 s

ゲイン

1x から 22x まで調整可能

フレームレート

HDMI：30 フレーム / 秒
イーサネット：30 フレーム / 秒
USB 3.0：最大 30 フレーム / 秒

冷却システム

パッシブ冷却

波長特性（IR フィルター有）

約 400 nm 〜 700 nm
RGB：ベイヤーカラーマスク

インターフェイスHDMI、USB 3.0 Type C、イーサネット、Micro-D

Wi-Fi 対応

USB WiFi アダプタまたはルーター経由

電源供給

外部電源供給：9W、国際ソケットと互換性あり

オペレーティングシステム

ZEN イメージングソフトウェア：Windows 10 Pro / Ultimate 64 bit 版以上
Labscope：Windows 7 / 10 Pro / Ultimate 64 bit 版以上および iOS 11 以上

ソフトウェア

スタンドアローン用オンスクリーンディスプレイ（OSD）
Labscope v2.9（Windows）、v2.8.3（iOS）以上
ZEN（blue edition）v3.0 以上
TWAIN ドライバー

画像処理機能ノイズ除去、鮮明化、ハイダイナミックレンジ

自動機能

超高解像度（4K）での露光およびゲインの自動調整、自動ホワイトバランス、低照度時の高速ライブ画像撮影

23文字通り信頼のおけるサービス

› 要約
› 特長
› アプリケーション› システム構成› 技術仕様›サービス

ZEISS 顕微鏡システムがお客様の最も重要なツールのひとつであると考え、私たちはお使いの機器が常に最適な状態であるようサポートします。私たちにとって大切なのはお客様の出される結果です。豊富な経験と知識を持つ ZEISS の専門家により多岐にわたるサービスを通じて、長い期間にわたってサポートいたします。私たちの願いはお客様がお使いの顕微鏡から期待しうる最高の結果を出されることです。
修理、メンテナンス、最適化
お使いの顕微鏡を常に最適な状態に保ちます。ZEISS 保守サービス契約によりダウンタイムを減らし、システムの性能改善により最高の結果を得ることが可能となります。さまざまなオプ
ションと点検作業内容を含んだ幅広いレンジからサービス契約をお選びいただけます。ニーズに合わせてお客様専用のサービスプログラムの選択が可能となっております。
オンデマンドサービスも勿論、受け付けております。ご要望にあわせて遠隔メンテナンスソフ
トウェアを通して、あるいは現場で直接、ZEISS サービスエンジニアが問題を分析し解決します。
ご使用中の顕微鏡システムを強化
ZEISS 顕微鏡システムは各種アップデートに対応できるように設計されており、オープンイン
ターフェイスで常に最高のレベルを保つことが可能となっております。結果的に作業はより効率的になり、更なるアップデートの可能性が加わることによって顕微鏡の生産性とライフタイ
ムを伸ばすことが可能です。

ZEISS のサービスによって 最 適 化された 顕 微 鏡システムのパフォーマンスは改善され、大きなメリットを生み出します。

>> www.zeiss.com/microservice

24

Carl Zeiss Microscopy GmbH07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/primostar
地域によって販売されていない製品もあります。 製品を医療診断や治療を目的として使用することは、各国の規制により制限される場合があります。
詳細は ZEISS ジャパンにお問い合せください。
JP_41_011_239 | バージョン 1.0 | CZ 01-2021 | 設計、お届けする製品の内容、技術的な内容は予告なく変更される場合があります。| © Carl Zeiss Microscopy GmbHカールツァイス株式会社
リサーチマイクロスコピーソリューションズ
info.microscopy.jp@zeiss.com
https://www.zeiss.co.jp/microscopy