WFor Water

面積式流量計

FC-SA Flow checker

Variable area flow meter

流量指示は磁気追従方式を採用。
金属テーパー管（FC-SA40S 型）と、透明ポリカーボネートテーパー管（FC-SA40M 型）の 2 種類があります。

■■

Externally magnetic following system is applied to flow indication.
Two kinds of tapered tubes are used, one is made of metal (for FC-SA40S type)and other polycarbonate (for FC-SA40M type)■■

注 意 樹脂（PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
規格Std.

FC-SA40

警報Alarm

流れ方向 流体名Flow direction Fluids-

流量単位 最大流量Units
Max. flow--

材質
Material

接続口径 オプション
Connection size Option

--

特殊項目
For specialized item-

FKM
バイトンパッキン Viton packing ＊4
01
Rc1/402
Rc3/803
Rc1/204
Rc3/4BSBSBM304
SUS304
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unitZ
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9R
左→右 Left → RightL
右→左 Right → Left
U
下→上 Down → Up
D
上→下 Up → Down ＊20
スイッチ無し With no switch
1
リードスイッチA接点 With reed switch of contact A
2
リードスイッチB接点 With reed switch of contact B
9
特殊 For specialized alarm ＊1
規格 Std. 測定範囲 Measuring range
テーパー管 Tapered tube
0.1〜1L/min
0.2〜2L/min
BSBM/SUS304
0.4〜5L/min
S
1〜10L/min
1〜15L/min
BSBM/SUS304
2〜20L/min
2〜30L/min
0.4〜5L/min
MPC
1〜10L/min

＊1

＊3
＊3
パッキン Packing

備考 Remarks

NBR

流れ方向は 下→上 限定
Restriction made down to up on flow direction.

NBRFKM＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：D,流れ方向 上→下は、条件付で制作可。（配管上満水である事）＊3：A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊4：Mタイプは標準がバイトンパッキンです。オプションで選択する必要はありません。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Flow direction D (to flow top to bottom) is conditionally made (Pipe must be filled fully with water)＊3: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊4: FKM O-rings are used on FC-SA40M Series as standard. No need to select FKM O-rings as the optional item.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

1862023

流れ方向は 下→上 限定
Restriction made down to up on flow direction.

W
液体用

h 寸法表 A table of Dimensions (h)仕様 Specifications

BSBM

SCS14

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

1/43022

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.8MPa（G）

3/83022

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

1/230333/43333

面積式流量計d（Rc）

A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※B接点 Contact B
DC 0〜24V 0 - 24 V DC

接点容量 Contact capacity

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

2m (AWG 19)※A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. ContactB: Switch is closed as the float falls past the switch.

構造図 Structural drawing

OUT

パネルカット Panel cut-out③2×M4×729⑩⑪⑪⑦⑧⑫⑬⑨⑩2×M4×729(40)

名称 Names of parts

1 フィッティング Fitting

IN茶 Brown :（＋）

材質 Material

備考 Remarks

BSBM/SCS14No.

名称 Names of parts

1 フィッティング FittingPC

クリア Clear

2 ケース Case

3 テーパー管 Tapered tube

PC

クリア Clear

3 サポートスプリング Supporting spring

4 インジケータ Indicator

ネオジムプラスチック
Neodymium plastic

6 ガイドポール Guiding polePMMA

4 テーパー管 Tapered tube
5 サポートリング Support ring

マグネット密封
Magnet sealed

SUS316

7 クッションパッキン Cushion packing

NBR

8 Oリング O-ringFKM

9 ストッパー Stopper

青 Blue :（−）

2129(40)

材質 Material

2 ケース Case

5 フロート Float

2×Rcdh注）※印のカット寸法は、スイッチ付仕様のみご使用ください。
Note) Cut-out dimension marked with＊is used forswitch installation only.
リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable tomagnetic panel

4242h

青 Blue :（−）

※5IN

※30

材質 MaterialNo.

②③④⑤⑥2×Rcd

茶 Brown :（＋）

2192

⑤⑥⑦⑧⑨

※8292④(29)②①２×φ５92(29)

①29

OUT

FC-SA40S

FC-SA

FC-SA40M

PC

材質 Material
BSBM/SCS14
PC

クリア Clear

SUS316
BSBM/SUS304
PE
フェライト Ferrite

1L用のみ
ネオジムプラスチック＊Neodymium plastic
used for 0.1-1L/min range

7 フロート Float

SUS316

マグネット密封Magnet sealed8 ガイドポール Guiding pole

SUS316

6 インジケータ Indicator

10 リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

AWG 199 Oリング O-ring

NBR

11 スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakeliteブラック Black

10 ストッパー Stopper

BSBM/SCS14

11 スプリング Spring

SUS316＊スイッチ無しタイプは⑪スイッチプレートがバックプレートになります。
材質：PMMA（ホワイト）。
＊In case of type without switch item No.11 of switch plate changes to back plate.
Material: PMMA (White)

備考 Remarks

12 リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

AWG 1913 スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakeliteブラック Black＊スイッチ無しタイプは⑬スイッチプレートがバックプレートになります。
材質：PMMA（ホワイト）。
＊In case of type without switch item No.13 of switch plate changes to back plate. Material: PMMA (White)＊Max. 1, 2, 5L/min仕様は③, ⑤, ⑪が付きません。
＊No.3, 5 and 11 are not included for 0.1-1, 0.2-2, and 0.4-5Lmin ranges.

2023

187