WFor Water

流量計測マニホールド（羽根車式流量計）

TPR30-H TOFPINEFlow measuring manifold (Turbine flow meter )軸流式流量計を搭載した樹脂ヘッダのトフパインシリーズです。
ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減致します。
■■

Tofpine series of resin header with axial flow bladed wheel flow meter.
A set of the header, valve and flowmeter, is available.
■ Responds to our customer's diverse needs with an abundant variation.
■ It contributes to a reduction of design man-hour and working man-hour.
■■

注 意 計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用しCaution てください。To keep a measuring accuracy, use pipes and couplings equivalent to dia. of flow path or more than that of them.

型式 Model number selection
分岐 Sub-Port

本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

本管規格
Main-Port std.

表示/出力 バルブ
Display / Output
Valve

TPR 30 - H連数# of port

サプライ/リターン
Supply / Return

-

最大流量
口径
継手形状
口径
接続口 取付姿勢 オプション
Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option-

R

本管 Main-Port-B--

表示計 Indicator ＊4

記入例 e.g. : TPR30-HA-S3-B5-03-A05R-D予備ポート Spare-port ＊5＊1：電圧出力の場合、オプション欄に変換器のオプション記号を記入して下さい。
＊2：バルブはリターン用のみ対応。
＊3：各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例 ）「B5/10」
として位置は図面で示す。
＊4：表示計・変換器のカタログ参照
例 ）「-3DTP」
・・・EM30DTPを系統数添付。
＊5：予備ポートの数量又は位置を下記のように記載願います。
本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状2の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ） 表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-GGGPP」＊1: For voltage output, specify the optional symbol of the Converter in Option.
＊2: For valve mounting, it is mountable only for return.
＊3: In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes, specify themfrom the left channel when looking at this product.
e.g. Specified as "B5 / 10" in model number(s) with details described in a drawing.
＊4: Refer to Digital meter / Converter in the catalogue.
e.g.「-3DTP」・・・indicating the number of EM30DTP installed.
＊5: The number or position of Spare-Port should be described as indicated below.
Put the main-port downward, and then describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-GGGPP」... 5-port with displays having 2 Spare-Port from right.

Max.
連数 # of port

無記入 BlankAB

背面取付
Installed on back sideL

向かって左側Left side when looking at system

R

向かって右側Right side when looking at system

LR

左右 Left and right

04

Rc3/4

05

Rc1

A

アダプタのみ Adapter onlyL

エルボ Elbow
バルブ Valve

LV

エルボ+バルブ Elbow + Valve

01

Rc1/4

03

Rc1/2

02

Rc3/8

R3

R1/2

下記分岐流量の最大流量を記入 ＊3
Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below

連数を記入（最大6連まで） Shows here # of port (up to 6 ports)

S

サプライ用 For supply ＊2

R

リターン用 For return

ボールバルブ(ストレート流れ) With ball valve (Straight-run) ＊2
V
パルス出力 Pulse output
表示計搭載 With IndicatorR

アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Convertor-mounted models) ＊1
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min2023

底面取付Installed on bottom side

バルブ無し With no needle valve

分岐流量 Sub-Port flow

088

DＶG30

特殊項目
For specialized item

標準：EM30DT搭載 Std.: With Indicator EM30DT
標準：EX30AR-I搭載（4-20mA出力）Std.: With analog converter EX30AR-I

分岐口径 Sub-Port connection size
Rc1/4〜1/2, R1/2
Rc3/8〜1/2, R1/2

本管口径 Main-Port connection size
Rc3/4, Rc1

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

A type : Max. 90℃, G/R type：Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length

2m

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A typeG typeNPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC26.4V 15mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10%

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ NPN open collector Max. DC35V 100mA Max. ２点 2 points

表示 Indication

LCD ４桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 90mA Max.

8mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. ２点 2 points

アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗：300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10% 65mA Max.

TPR30-HR type

パルス出力 Pulse output※ Rタイプのオプション仕様については、EX30のカタログをご確認ください。 Refer to EX30 catalog for R Type.

配線 Wiring diagram
A typeG typeAWG 24(0.2mm2)

R typeAWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

AWG 26(0.1mm2)

青 BlueGND

橙 Orange＋DC V

黄 Yellow

CP1

灰 GrayGND

緑 Green

CP2

パルス出力

白 WhiteCOMPulse input

黒 Black

GND

黄 Yellow

CP1（N.O.）

赤 Red＋DC V

橙 Orange

CP1（N.C.）

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

白 White茶 Brown

アナログ出力Analog output

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例

2026.5

4747

26.5

60

⑧①⑥⑤

材質 Materials

90.5（99）

No.
12345678

53.5

26.570

Reference example②③

名称 Names of parts
流量計 Flowmeter
本管アダプタ Main-Port adapter
マニホールド部 Part of the manifold
本管プラグ Main-Port plug
流量計 Display
分岐アダプタ Sub-Port adapter
キャップ Cap
ボールバルブ Ball valve

材質 Material
PPS
SCS13
PPS
SCS13
SCS13
PPS
PPS他 etc.

④2023089