プロトコル

膜電位を測定したい

細 胞
増殖 / 毒性酸化ストレス分 子生物学
細 胞 内
蛍光プローブ細胞染色
ミトコンドリア
関連試薬
細菌研究用
試
薬
膜タンパク質可 溶 化 剤
ラベル
化 剤
二価性
試 薬
イオン
電 極

細胞膜やオルガネラ膜の電位変化は情報伝達、エネルギーの産生などに関係しており、細胞の活動を議論するのに重要である。膜電位感受性色素は、電位変化に応じて再分布し吸収や蛍光の変化を起こす色素であり、膜電位の変化をモニターできる。
DiBAC4(3) を細胞外液に添加してインキュベートすると、膜電位に応じた細胞膜内外の分布を示す。刺激によって細胞膜が脱分極すると、細胞質中へさらに色素が取り込まれる。取り込
まれた色素は細胞内タンパクや細胞内膜に結合して、蛍光強度
1)増強を起こす ( 図 1) 。その蛍光強度の変化を測定することで、膜電位をモニターできる。

その他

図1

解析装置

使用製品
DiBAC4(3)[D545]I はじめに䠇 䠇䠇 䠇 䠇䠇䠉䠇䠉䠇䠉 䠉䠉 䠉 䠉䠉䠇䠉䠇䠉‫ٺ‬Vm㧗

ప: DiBAC4(3)膜電位変化による DiBAC4(3) の再分布モデル図像

機能性有機材料-Cellstain- Rh123(Code: R233) は細胞膜を透過してミトコンド
9)リアを染色する色素 として知られている。ミトコンドリア膜電位が低いほど累積し易く、より強くミトコンドリアを染色すると考えられている。

OONaN

N
O

N

O

O

N

O

DiBAC4(3)M.W.: 538.61

II 蛍光顕微鏡を用いた膜電位測定方法

4)

1. 使用試薬・DiBAC4(3)(Code: D545)
・Dulbecco’s MEM (DMEM)・FBS(fetal bovine serum)

2. 方法

1) 培養した細胞を測定する DMEM に移す。
2) FBS を添加する。( 濃度範囲が 2 ～ 15％で一定になるよ うにする )3) DiBAC4(3) を添加する。( 濃度範囲が 1 ～ 5 μmol/l で一定になるようにする )4) 刺激による蛍光強度変化を蛍光顕微鏡で観察する。(Ar レーザー (488 nm) の共焦点レーザー顕微鏡 )DiBAC4(3) の蛍 光は温度により変化するため、一定温度 (37℃ ) で測定する。
細胞膜の電位が変化することで細胞質中の蛍光強度が変化するのを観察できる。

III プレートリーダーを用いた膜電位測定方法

8)

1. 使用試薬
図 2 DiBAC4(3) で染色した細胞の蛍光顕微鏡画像
SH-SY5Y(Human Neuroblastoma Cell) に 1 μ mol/l
DiBAC4(3)[Hanks’-HEPES 溶液 ] を加え無刺激で 10 分後に観察した (B 励起 )。画像提供 浜松ホトニクス株式会社。

・DiBAC4(3) (Code: D545)
・アッセイ用緩衝液 (pH7.4; 20 mmol/l HEPES, 120 mmol/l NaCl, 2 mmol/l KCl, 2 mmol/l CaCl2, 1 mmol/l MgCl2, 5mmol/l グルコース )2. 方法
Bräuner らは、BICR/M1R-k 細胞 ( ラット乳癌細胞 ) において、–25 ～ –90 mV の膜電位範囲で約 1%/mV の蛍光強度変化が得ら
2)れることを報告している 。電位変化に伴う応答は 1 次の速度式2)に従い、その速度定数は 0.1 ～ 0.8 / min と報告されている 。
DiBAC4(3) は、Bis-oxonol 型のアニオン性膜電位感受性色素であり、DiBAC4(5) や DiSBAC2(3) などの他の Bis-oxonol 型や、スチリル系の di-4-ANNEPS、シアニン系の DiOC6(3) などの膜2)電位感受性色素に比べ、高い電位応答性を持っている 。Ar レー3)
ザー (488 nm) で励起可能なことから、フローサイトメトリー 、
4)
共焦点レーザー顕微鏡観察 などで利用可能である。他にも
5)カルシウムイオン濃度と膜電位の相関解析 、抗生物質に対す3)る細胞の生存率の分析 、ATP 感受性カリウムイオンチャネル
6,8)の活性評価などの研究に応用されている。最近では、HighThroughput Screening (HTS) での細胞応答検出にも ､ 頻繁に使7)用されている 。

851) 細胞培養
マイクロプレート中で細胞を培養する。
2) 細胞洗浄マ イ ク ロ プ レ ー ト 中 で 培 養 し た 細 胞 を、5 μmol/l のDiBAC4(3) を含むアッセイ用緩衝液 200 μl で 2 回洗浄する。
3) 色素のロード
上記の DiBAC4(3) を含むアッセイ用緩衝液 180 μl 中で、5％炭酸ガス存在下、37℃で 30 分インキュベートする。
4) 測定
刺激による蛍光強度変化を蛍光プレートリーダーで測定する。DiBAC4(3) の蛍光は温度により変化するため、一定温度 (37℃ ) で測定する。DiBAC4(3) を含むアッセイ用緩衝液に溶解した薬剤を 20 μl 加え、蛍光変化を 30 秒間隔で測定する。

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格(記載容量以外もしくは request)に関するお問い合わせ：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525(株)同仁化学研究所

プロトコル

IV 膜電位のキャリブレーション

2, 10)

1. 原理
膜電位が変化すると色素の分布が変わり、蛍光や吸収が変化する。この変化の大きさは、色素の分子数と細胞数の比・色素の全濃度・細胞の種類に依存する。膜電位のキャリブレーショ
ンは、目的とする細胞の膜電位を電極で直接測定し、その電位での蛍光や吸収強度を測定して比較することで行なう。

2. 使用試薬・DiBAC4(3) (Code: D545)
・Eagle-Dulbecco medium
・PBS

3. 方法
1) 細胞を Eagle-Dulbecco medium で培養する。
2) 細胞を PBS 中、37℃で炭酸ガス存在下、30 ～ 60 分インキュベートする。インキュベート時間を変化させて異なった炭酸ガス濃度のサンプルを作る。
3) 最終濃度 2 μmol/l となるように DiBAC4(3) を添加する。
4) 20 分後、それぞれの濃度における 517 nm での蛍光強度を測定し、その時の電位差を電極で直接測定する。
5) 蛍光強度と電位差を比較することでキャリブレーション曲線を描く。

4. 別法

参考文献
1) D
 . E. Epps, M. L. Wolfe, V. Groppi, Chem. Phys. Lipids, 1994, 69, 137.
2) T. Bräner, D. F. Hulser, R. J. Strasser, Biochim. Biophys. Acta , 1984,771 , 208.
3) D. J. Mason, R. Allman, J. M. Stark, D. Lloyd, J. Microsc., 1994, 176, 8.
4) V. Dall’sta, R. Getti, G. Orlandini, P. A. Rossi, B. M. Rotoli, R. Sala, O.
Bussolati, G. C. Gazzola, Exp. Cell Res., 1997, 231 , 260.
5) T. T. Rohn, A. Sauvadet, C. Pavoine, F. Pecker, Am. J. Physiol. , 1997,273 , C909.
6) U. Langheinrich, J. Daut, J. Physiol., 1997, 502 , 397.
7) K. S. Schroeder, B. D. Neagle, J. Biomol. Screening , 1996, 1 , 75.
8) M. Gopalakrishnan, K. L. Whiteaker, E. J. Molinari, R. Davis-Taber, V.
E. S. Scott, C.-C. Shieh, S. A. Buckner, I. Milicic, J. C. Cain, S. Postl, J.
P. Sullivan, J. Brioni, J. Phamacol. Exp. Ther. , 1999, 289 , 551.
9) L. V. Johnson, M. L. Walsh, L. B. Chen, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,1980, 77 (2), 990.
10) V. Montana, D. L. Farkas, L. M. Loew, Biochemistry, 1989, 28 , 4536.

10)

カリウム拡散電位と蛍光や吸収強度を比較する方法がある。
valinomycin はカリウム拡散電位を誘起する。カリウム拡散電位 (V) はネルンストの式より以下の式を与える。
+その他
機能性有機材料+

V = –RT / F log[K ]in / [K ]out++
= –59 log[K ]in / [K ]out (mV)
よって、valinomycin の存在下、順次変化させた細胞外カリ++ウムイオン濃度 [K ] out と細胞内カリウムイオン濃度 [K ] in とから拡散電位を計算し、それぞれの電位での蛍光や吸収強度を測定し、比較してキャリブレーション曲線を得ることができる。

技術的な内容に関するお問い合わせ先：カスタマーサポート Free Fax:0120-021557 Free Dial:0120-489548
在庫や価格(記載容量以外もしくは request)に関するお問い合わせ：マーケティング部 Tel:096-286-1515 Fax:096-286-1525(株)同仁化学研究所

細 胞
増殖 / 毒性酸化
ストレス
分 子
生物学
細 胞 内蛍光プローブ
細胞染色
ミトコンドリア
関連試薬
細菌研究用
試薬
膜タンパク質可 溶 化 剤
ラベル化 剤
二価性
試 薬
イオン
電 極86