WFor Water

流量計測マニホールド(カルマン渦式流量計)

TPR30-KTOFPINE

Flow measuring manifold (Karman vortex flow meter)

カルマン渦式流量計を搭載した樹脂ヘッダのトフパインシリーズです。
ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減いたします。
■■■

Tofpine Series with Vortex flow meter.
Header integrated with valve(s) and Vortex flow meter(s).
■ Unlimited variation to meet your needs.
■ Reduction in hours of design and work expected.
■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

本管規格
Main-Port std.

表示/出力 バルブ
Display / Output
Valve

TPR 30 - K
記入例 e.g. :本管 Main-Port

分岐 Sub-PortIdentify model number(s) based on configurations from left.
特殊項目
For specialized item

接続口 取付姿勢 オプション
最大流量 口径 継手形状 口径Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction Option連数# of port-

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。

- B----

表示計 Flow indicator ＊4
予備ポート Spare port ＊5

TPR30-KGV-3-B10-02-A05L-D-5RTL
RLRAL
VLVMax.

底面取付 Installed on bottom side
D
背面取付 Installed on back sideB
向って左側 Left side when looking at system
向って右側 Right side when looking at system
左右 Left and right04 Rc3/4
05 Rc1アダプタのみ Adapter only
エルボ Elbow
バルブ Valve
エルボ＋バルブ Elbow + valve

01
Rc1/4 ＊302
Rc3/8 ＊303
Rc1/2 ＊304
R1/2＊3
下記分岐流量の最大流量を記入 Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below ＊3連数 # of port 連数を記入（最大6連まで）Shows here # of port (up to 6 ports)
無記入 Blank バルブ無し With no needle valve
VA

標準：EM30DT搭載 Std.: With Indicator EM30DT

G表示計搭載 With Indicator ＊1

R

アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Convertor-mounted models) ＊2 標準：EX30AR-I搭載（4-20mA出力）Std.: With analog converter EX30AR-I

0.5〜5L/min
1〜10L/min

分岐接続口径 Sub-Port connection size

本管口径 Main-Port connection size

Rc1/4〜1/2, R1/2

Rc3/4, Rc1＊1： EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に表示計オプション記号を記入して下さい。
＊2： 電圧出力の場合、オプション欄に変換器のオプション記号を記入して下さい。
＊3： 各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例）「B5/10」として位置は図面で示す。
＊4： 表示計・変換器のカタログを参照し、オプション記号を記載願います。
形状「A」
・・・別置きの表示計を流量センサの数量分添付。
形状「G」or「R」
・・・表示計or変換器を搭載。対象：EM30、EM40、EM45、EX30シリーズ＊5： 予備ポートの数量または位置を下記のように記載願います。
本管を下側に置いて、向かって左側より分岐形状の記号と予備ポートを示す「P」を並べてください。
例 ）表示計搭載5連、右側2つが予備ポートの場合、「-GGGPP」

090

2023

Valve(s) is installed at the outlet side of flow meter(s).

パルス出力 Pulse output

分岐流量 Sub-Port flow30

バルブは流量計のOUT側に付きます。

ボールバルブ(ストレート流れ) With ball valve (Straight-run)＊1：For using EM40 or EM45 Series, specify an optional symbol in Option.
＊2：For voltage output, specify the optional symbol of the Converter in Option.
＊3：In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes,specify them from the left channel when looking at this product.
e.g. Specified as “B5 / 10” in model number(s) with details described in a drawing.
＊4：Refer to Digital meter / Converter Page for optional symbol(s)Shape “A”: The same quantity of remote display(s) are supplied as that of flow sensor(s)Shape “G” or “R”: Display(s) or converter(s) is mounted. Mountable product Series is EM30, EM40,
EM45 and EX30.
＊5：Number of spare port(s) or position(s) should be specified as follows.
Put the main-port downward, and then describe the Sub-Port options and "P" from left.
e.g.「-GGGPP」... 5-port with displays having 2 Spare-Port from right.

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa(G)

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 90℃（形状G or R：Max. 50℃）

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

ケーブル長 Cable length2m

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A type

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 Max. DC33V Max. 5mA Push-pull transistor output ... Max. DC 33 V, Max. 5 mA

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10％ Max. 2mA

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ Max. DC35V 100mA Max. 2点 NPN open collector Max. DC 35 V 100 mA Max. 2 points

G type 表示 Indication

LCD4桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max. DC30V 100mA Max. 2点 Max. 2 points

TPR30-K

R type アナログ出力 Analog output

4-20mA 負荷抵抗300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω
DC24V±10％ 65mA Max.

電源/消費電流 Power source / Current consumption※ G、
Rタイプのオプション仕様については、
EM40、EM45、EX30のカタログをご確認ください。Refer to EM40, EM45, EX30 catalog for G & R Type.

配線 Wiring diagram
A typeG type ※AWG 24(0.2mm2)

線色 Cable colors

AWG 26(0.1mm2)

AWG 28(0.08mm2)

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

R type内容 Function

茶 Brown＋DC V

黄 Yellow

CP1

青 BlueGND

白 White-緑 Green

CP2

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

青 Blue

パルス出力 Pulse output

白 WhiteCOM

黄 Yellow

CP1（N.O.）

黒 Black

GND

橙 Orange

CP1（N.C.）

赤 Red

＋DC V

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 Black

DC 0V

赤 Red

DC ＋24V

黒 Black

GND

灰 Gray-※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは、各カタログを参照願います。
The above pin assignments are used for EM30DT.
Refer to Digital meter / Converter catalog for detail of EM40 and EM45.

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例
Example configurations

26.54726.5

607020①⑤⑥

材質 Materials（146）

名称 Names of parts

1流量計 Flowmeter2

本管アダプタ Main-Port adapter

3

マニホールド部 Part of the manifold

4

本管プラグ Main-Port plug

5表示計 Display

材質 Material

備考 Remarks

PPS

VK-HR

SCS13
PPSSCS13

6

分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

7

ボールバルブ Ball valve

PPS 他 etc. SUS304/PTFE, FKM

26.5（110.5）

No.

②③④2023091