パルスオキシメータ

パルモニ

KM-350

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。
この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
その後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

1350H001

もくじ
安全上のご注意 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
各部のなまえ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
記号と表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
使用前の準備 ー電池を入れるー . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
測定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
困 っ た な と 思 っ た ら . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
保 守 点 検 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
製 品 仕 様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
技 術 サ ポ ー ト . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
保 証 書 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

安全上のご注意
安全にお使いいただくためにご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
警 告 は死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注 意 は誤った取り扱いをすると人が損害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
は禁止［してはいけないこと］を示し、は強制［必ず守ること］を示します。

警告
麻酔ガスなど可燃性ガスの近く、および高圧酸素室や高気圧酸素治療装置内、酸素テント内など高濃度酸素下または高濃度酸素雰囲気内では絶対に使用しない。発火・引火により爆発や火災の可能性があります。
注意
患者自身が測る場合、患者による自己診断、治療はさせない。医師の指導にもとづいて測定し診断を受けさせ、薬剤の服用も医師の指示に従うようご指導ください。

-2-

誤動作の有無の事前確認無しで電気メスを近づけて使用しない。電気メスの高周波エネルギーにより本機器が誤動作する可能性があります。
MRI検査時には、本機器を使用しない。患者（被験者）が強い磁界と高周波磁場の中におかれるため、機器が誤動作する可能性があります。
電波を発生する機器（携帯電話／PHSなど）の近くでは使用しない。誤動作の原因となります。
除細動器の同期信号として使用しない。本機器の信号出力は、内部の信号処理により実時間より時間遅れがあります。
下記の医用電子機器との併用はしない。事故や誤動作を招くおそれがあります。
・高圧酸素治療装置
・MRI装置（磁気共鳴画像診断装置）
血中酸素飽和度測定、脈拍数測定以外には使用しない。
手指以外では使用しない。
乳幼児または新生児には使用しない。
高熱、末梢循環不全を起こしている場合は機器の位置を頻繁に変える。装着部は温度が上昇するため、熱傷を生じるおそれがあります。
ケーブルやテープを使って本機器を固定しない。鬱血や圧迫壊死、熱傷をおこす恐れがあります。
傷など未治癒の指に装着しない。
測定する指により血中酸素飽和度、脈拍数が異なることがあるため、毎回決めた指で測定する。
下記の場合は正しく測定できない可能性があるので注意して使用する。
・カルボキシヘモグロビンやメトヘモグロビン量が異常に多い場合
・血管造影剤投与中の場合・血液中に色素を注入した場合
・CPR処置をしている場合
・体動がある場合
・脈波が小さい場合・マニキュアやハンドクリームを塗っていたり指が汚れている場合
・太陽光、手術灯などの強い光の当たる場所で測定する場合指定の使用温湿度範囲外で使用しない。測定精度を保証できません。
測定開始前に装着する指を清潔にする。
使用開始前に電池電源を確認する。指定のもの以外は使用しないでください。

-3-

安全上のご注意

使用開始前に装着部分を清掃する。
指先が冷えている場合は暖めてから測定する。
測定中に手が動かないようにし、安静な状態で測定を行う。
使用中は機器全般および患者（被験者）に異常がないことを常に確認する。異常が発生した場合には機器を取り外すなど、患者（被験者）に安全な状態で機器の作動を停止してください。
使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止する。医師に相談してください。
装着中に鬱血などで不快感を生じた場合には使用を中止する。
本機器を長時間装着したままにしない。圧迫壊死や熱傷のおそれがあります。
電池交換時など、機器の電池端子に触れているときに、患者（被験者）に触れない。
本機器を使用中に水などにさらさない。故障する可能性があります。
入浴、シャワー時等は取りはずし、ぬらさないようにする。
落としたり強い衝撃を与えない。1m以上の高さからの落下時など、強い衝撃が加わった場合には販売店へ点検に出されることをお勧めします。
機器の着脱はクリップ部をつまんで行う。着脱時や清掃時などに機器を無理に開くと破損の原因となります。
ストラップは注意して取り扱う。周囲の機器などへの巻き込みや体への締め付けによる事故を招くおそれがあります。
機器は下記の場所には保管しない。
・化学薬品を使用している場所や、ガスの発生する場所
・水のかかる場所
・高温、多湿の場所
・直射日光の当たる場所
・ほこりの多い場所
・塩分、イオウ分を空気中に含む場所
・傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などのある不安定な場所定期点検を行う。しばらく使用しなかった機器を再使用する場合には使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認してください。
機器の分解や修理・改造はしない。重大な事故や誤差の原因となります。
本製品および使用済みの電池を廃棄する場合は、国または各自治体の規則に従い適切に処分する。機器を廃棄する場合は、医療廃棄物として処理してください。

-4-

各部のなまえ
下記のものがそろっているかご確認ください。
パルスオキシメータ

ストラップ

指挿入部
受光部

表示部

発光部
外光よけカバ−
表示切替ボタン

クリップ部

電池蓋

ストラップに強い力がかかったときなどに外れるように安全設計されています。
外れた場合は凸部側を開口部側にあわせて取り付けてください。

ストラップ取付部
つまんで開くストラップ取付部を間違えないように注意してください。

単4アルカリ電池（お試し用）

添付文書

取扱説明書

本製品は、精密電子機器です。
落としたりしないようストラップをご使用ください。
1m以上の高さからの落下時など、強い衝撃が加わった場合には販売店へ点検に出されることをお勧めします。
ストラップは周囲の機器などへの巻き込みや体への締め付けがおきないよう注意してください。また、機器をふりまわしたり、ぶつけたりしないようにしてください。

※

付属の電池はお試し用です。市販のものに比べ寿命が短い場合があります。

-5-

記号と表示記号／表示

意味
血中酸素飽和度の単位
脈拍数の単位拍／分（min：minute＝分）

振幅強度：検出された脈の振幅の強さを示します
強さは4段階で示され、［］の数が多いほど振幅が強いことを示します
安定性マーク：測定状態が良いことを示します
測定できていないことを示します（10ページ参照）
電 池 マー ク：電 池 が 消 耗してい ることを 示します（７ページ参照）
BF形装着部であることを示します
付属印刷物を参照することを示します
血中酸素（SpO₂）アラームは備えていないことを示します

表示切替ボタンを押すと表示の向きが変わります。
表示の向きを間違えないように注意してください。表示は、単位（SpO₂、/min）が正しく読める向きで読みます。

こちらから見る
表示切替ボタンこちらから見る-6-

使用前の準備ー電池を入れるー

機器背面の電池蓋を矢印の方向にずらして開きます。
機器の表示にあわせて単4アルカリ電池（LR03）を2本入れて電池蓋を閉めてください。
電池を入れたり取り外したりするときは電池の（ー）側をバネに押し付けるようにしてください。
充電電池は使用しない。
充電電池は規格や特性が異なるため、本機器では充電電池での使用を保証していません。

電池が正しく挿入されると全表示が表示され、初期テストが行われます。
初期テスト中は測定を開始しないでください。

初期テスト※
全表示表示される数値は異なることがあります。 （約2秒）※電池について）が表示された場合は電池を交換してくだ
電池マーク（さい。点滅表示から点灯表示にかわると測定を行うことはできません。
全表示点灯時の電池マークは電池交換を意味するものではありません。
● 使用済みの電池は各自治体の規則に従い適切に処分してください。
● 電池の使用期限をご確認ください。使用期限の切れた電池を使用すると誤動作や故障の原因になります。
●長期間使用しない場合には、電池を取り出して保管してください。
液もれが起こり製品を傷める原因になります。

電池蓋がはずれてしまった場合には指挿入部を開き、蓋の突起部を機器の横側に挿入して取付けてください。突起部は片側ずつ挿入し、蓋を少し広げもう一方を挿入します。蓋を強く広げすぎたり、突起部を無理に挿入しないよう注意してください。

-7-

挿入部

突起部

測定
こんなときは正しく測定できません！
手や機器が冷たい
冷たいと血管が収縮して血流が悪くなり測定できません。
● 指先が冷たいときは、マッサージなどで手先を温め、血流を良くしてから測定してください。
● 機器が冷たいと、測定する指先を冷やしてしまうことがあります。
暖かい所で機器を少し温めてから測定してください。
動いている脈波が正常に検出できないと測定できません。
● 測定中は指先や身体を動かさないようにしてください。
● 歩いたり、驚いたり、心身の状態で脈は乱れてしまいます。しばらく安静にしてから測定してください。
光が指にあたらない
機器内側の発光部と受光部に指が触れないと測定できません。
● 発光部と受光部に触れるように指を奥まで差し込んでください。また、爪が長い場合などは指が発光部と受光部にとどかないことがあるので注意してください。 奥まで正しく測定するための確認事項
チェック カルボキシヘモグロビンやメトヘモグロビン量は正常である
チェック 血管造影剤を投与中ではないチェック 血液中に色素を注入していないチェック CPR処置をしていないチェック マニキュアを塗っていない
チェック 指が汚れていないチェック 指が冷えていない
チェック 太陽光が当たっていない
チェック 手術灯などの強い光が当たっていない
チェック 発光部と受光部に指が触れるよう正しく装着しているチェック 測定中に動いていない以上の条件が満たされていないと正しく測定できない場合があります。
-8-

測定

機器を装着すると自動的に測定が開始します

機器のクリップ部をつまみ、指挿入部を開き、表示部が爪側にくるように指に装着します。
機器内側の発光部と受光部に指が触れるように奥までしっかり差し込んでください。
爪側

表示部側

つまんで開く

振幅強度

脈波が検出され、振幅強度が表示されます。

安定性
マーク※

脈拍数（拍／分）

血 中 酸 素 飽 和 度 、 脈 拍 数 、 安 定 性 マ ー ク ※が表示されます。
測定値は、数値が安定してから読んでください（約8拍後）。
が表示された場合には10ページを参照してください。
※測定状態が良いときにのみ表示されます。

血中酸素飽和度

表示切替ボタンを押すと表示の向きが替わります。
表示の向きを間違えないように注意してください。
表示は、単位（SpO₂、/min）が正しく読める向きで読みます。

機器を取り外すと自動的に測定が終了し約8秒後に電源が切れます-9-困ったなと思ったら測定エラー：
信号が検出されていない。
発光部と受光部に指が触れるよう機器を装着しなおしてください。
指挿入部に物がはさまっている。
はさまっている物を取り出してください。

血中酸素飽和度測定エラー：
脈拍数は測定できているが、血中酸素飽和度は測定できていない。
血中酸素飽和度の測定には検出される脈波からより多くの情報が必要となります。
正しく測定するための確認事項をもう一度確認し測定してください。また、脈振幅強度が小さく信号が弱い場合は他の指で測定してください。

?

電源が入らない／指を挿入しても何も表示されない電池が挿入されていない。
電池を挿入してください。
電池の極性が間違って挿入されている。
電池を正しく挿入しなおしてください。
電池が消耗している。
2本とも新しい電池と交換してください。
電池端子（接続部）が汚れている。
乾いた布できれいにしてください。

初期テスト：

表示される数値は異なることがあります。

※

電池が挿入されると初期テストが行われます。故障ではありません。

初期テストエラー：
初期テスト時に指が挿入されていた、または指挿入部に物がはさまっていた。
しばらくしてから測定を開始してください。指などを挿入していなくても初期テストエラーが表示される場合には販売店にご連絡ください。
-10-

保守点検
使用者による保守点検項目
始業点検チェックリスト

チェック

本機器を使用する前に、必ず以下の始業点検を行い、機器が正常かつ安全に使用できることを確認してください。
点検で、機器の異常が発見された場合は、点検・修理をお申し付けください。
電池を挿入する前に項目
外観

内容
パネル／液晶画面など、各部に傷や汚れはないか。
電池蓋がしっかりはまっているか。
発光部や受光部が汚れていないか。
機器が水や薬液などによって濡れていないか。

電池の挿入および基本動作
項目

内容

電池の挿入

電池の入れ方は間違っていないか。
異臭はないか。
機器に異常な発熱・発煙はないか。
電池マークは点灯していないか。

基本動作

測定は開始されるか。

終業点検チェックリスト

チェック

本機器を使用した後は、必ず以下の終業点検を行い、次回の使用に備えてください。
項目

内容

異常の確認

使用中に何らかの異常が生じなかったか。
汚れ、傷や破損が生じていないか。

整理・保管

電池の残量は十分か。
機器は清掃したか。
機器が水や薬液などで濡れていないか。
機器の保管状態は適切か。
長期間保管する場合は、電池を取り外したか。
-11-

保守点検

機器の清掃
清掃時には電池を取り外し、ぬるま湯や石けん水を含ませた脱脂綿またはやわらかい布できれいにしてください。シンナー、ベンジン等の溶剤や薬品を使用したり、水につけたりしないでください。また、清掃時に発光部や受光部を傷つけないよう注意してください。清掃後は十分に乾燥させてください。
ドライヤーなどは使用しないでください。
清掃時に機器を無理に開かないでください。無理に開くと破損の原因となります。
アルコール

シンナー

業者による保守点検項目
この製品は、血中酸素飽和度、脈拍を測定するための機器です。
機能の低下や損失があると正確な測定ができず誤診断の原因となります。
点検を定期的に行い、機器が正常に動作するか確認してください。点検した
結果、異常が認められ機器の故障が考えられる場合には、当社までご連絡ください。
下記は機器が正常に作動するための点検項目です。保守点検は医療機器の専門家が実施してください。
点検項目
項目

番号

内容および手順

測定機能

1

電池を挿入しエラーコードを確認。

2

測定時の脈振幅強度の点滅が脈拍と同期していることを確認。

廃棄機器 本機器を廃棄する場合は、医療廃棄物として処理してください。
電池 使用済みの電池は各自治体の規則に従い適切に処分してください。
-12-

製品仕様
モデル
測定方法
作動原理

KM-3502波長吸光度測定法
血中酸素飽和度は、2波長のLED光源を経皮的に照射し酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光スペクトルの相異の比を演算することにより求める。また、赤外光による各脈波のピーク間隔を求めて1分間あたりの脈拍数を求める。
測定範囲
血中酸素飽和度（SpO₂） 0〜100%
脈拍数30〜240拍／分精度
血中酸素飽和度（SpO₂） ±2％（70%≦SpO₂≦100％）
脈拍数±3％、又は±1ディジットの大きい方（30〜240拍／分）
使用電源
単4アルカリ電池2本
定格電圧DC3V
定格消費電力0.09W
使用温湿度+10℃〜＋40℃、30〜85％RH（結露なきこと）
輸送・保存温湿度 −20℃〜＋60℃、10〜95％RH（結露なきこと）
寸法
約縦59×横36×高さ36mm
質量約40g（電池含まず）
耐用期間
5年（製造業者の自己認証による）
EMC※
IEC 60601-1-2：2007
電撃保護
内部電源機器 BF形装着部
診療行為名称
経皮的動脈血酸素飽和度測定
水の有害な浸入に対する保護の程度による分類
IPX0
空気・可燃性麻酔ガス、又は酸素又は亜酸化窒素・可燃性麻酔ガスのある中での使用の安全の程度による分類
空気・可燃性麻酔ガス、又は酸素又は亜酸化窒素・可燃性
麻酔ガス中での使用に適しない機器
作動（運転）モードによる分類
連続作動（運転）機器

お断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。
※

14ページ［技術サポート］参照。

-13-

技術サポート
本製品はEMC（電磁両立性）規格IEC60601-1-2に適合しております。適合性に関する情報は下記表に示します。
医用電子機器であるKM-350は、EMCに関して特別な注意を要し、下記に示すEMC情報に従って設置、使用されなければなりません。
・携帯形および移動形RF通信機器が本機器に影響を与えることがあります。
・本説明書に記載付属品以外のものの使用によりエミッションが増加またはイミュニティが減少することがあります。
・KM-350は他の機器と隣接させたり積み重ねたりして使用しないでください。

表1ー

ガイダンスおよび製造業者による宣言

ー電磁エミッションーKM-350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。KM-350の顧客または使用者は、このような環境内で機器が使用されることを確認すること。
エミッション試験

適合性

RFエミッションCISPR 11

グループ

1

電磁環境

RFエミッションCISPR 11クラス

B

高周波エミッション
IEC 61000-3-2

非適用

備考：DC電源でのみ操作のこと。

電圧変動／
フリッカエミッション
IEC 61000-3-3

非適用

備考：DC電源でのみ操作のこと。

表2−ー

指針

KM-350は、内部機能のためだけにRFエネルギーを使用している。
したがって、そのRFエミッションは非常に低く、近傍の電子機器に対して何らかの干渉を生じさせる可能性は少ない。

ガイダンスおよび製造業者による宣言−

電磁イミュニティ−

KM-350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。KM-350の顧客または使用者は、このような環境内で機器が使用されることを確認すること。
イミュニティ試験

IEC60601

静電気放電(ESD)
IEC 61000-4-2±6kV
±8kV

試験レベル

適合レベル

接触
気中±6kV±8kV

電磁環境−

ガイダンス

接触 床は木材、コンクリートまたはセラミック
気中 タイルであること。
床が合成材料で覆われている場合、相対湿度は少なくとも30％であること。

電気的ファースト
トランジェント／バースト
IEC 61000-4-4±2kV 電源ライン±1kV 入出力ライン

非適用

備考：DC電源でのみ操作のこと。

サージIEC 61000-4-5±1kV
ディファレンシャルモード
±2kV
コモンモード非適用

備考：DC電源でのみ操作のこと。

非適用

備考：DC電源でのみ操作のこと。

3 A/m

電源周波数磁界は、標準的な商用または病院環境における一般的な場所と同じレベルの特性を持つこと。

電源入力ラインでの ＜5％UT (＞95％UTのディップ)
電圧ディップ、0.5サイクル間
短時間停電
40％UT (60％UTのディップ)
および電圧変動
5サイクル間IEC 61000-4-11
70％UT (30％UTのディップ)
25サイクル間＜5％UT (＞95％UTのディップ)
5秒間
電源周波数
(50/60Hz)磁界
IEC 61000-4-8
備考

3 A/m

UTは、試験レベルを加える前の、交流電源電圧である。

-14-技術サポート

表4−

ガイダンスおよび製造業者による宣言−

電磁イミュニティ−

KM-350は次に指定した電磁環境内での使用を意図している。KM-350の顧客または使用者は、このような環境内で機器が使用されることを確認すること。
イミュニティ試験 IEC 60601

伝導RF
IEC 61000-4-6
放射RFIEC 61000-4-3

試験レベル 適合レベル

3 Vrms150kHz〜80MHz3 V/m
80MHz〜2.5GHz

[V1]V
非適用
3 V/m

電磁環境

−ガイダンス

携帯形および移動形RF通信機器は、KM-350のいかなる部分に対しても、送信機の周波数に該当する方程式から計算された推奨分離距離より近づけて使用しないこと。
推奨分離距離d=[3.5/V1]√P
d=[3.5/E1]√P
80MHz 〜 800MHz
d=[7/E1]√P 800MHz 〜 2.5GHz
ここで、Pは、送信機製造業社によるワット（W）で表した送信機の最大出力電力定格であり、dはメートル（ｍ）で表した推奨分離距離である。
電磁界の現地調査 a ) によって決定する固定RF送信機からの電界強度は、各周波数範囲b)における適合レベルよりも低いこと。
次の記号が表示されている機器の近傍では、干渉が生じることがある。

備考1 80MHzおよび800MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。
例えば無線(携帯／コードレス)電話および陸上移動無線の基地局、アマチュア無線、AM・FMラジオ放送およびTV放送のような固定送信機からの電界強度を、正確に論理的に予測をすることはできない。固定RF送信機による電磁環境を見積もるためには、電磁界の現地調査を考慮すること。
KM-350が使用される場所において測定した電界強度が上記の適用されるRF適合レベルを超える場合は、KM-350が正常動作をするかを検証するために監視すること。異常動作が確認された場合には、KM-350の、再配置または再設置のような追加対策が必要となることがある。
b)
150kHz〜80MHzの周波数範囲では、電界強度は3V/m以下であること。
a)

表6−

携帯形および移動形RF通信機器と機器またはシステムとの間の推奨分離距離−

KM-350は、放射RF妨害が管理されている電磁環境内での使用を意図している。KM-350の顧客または使用者は、通信機器の最大出力に基づく次に推奨する携帯形および移動形RF通信機器（送信機）とKM-350との間の最小距離を維持することで、電磁障害を抑制するのに役立つ。
送信機の周波数の基づく分離距離

送信機の最大定格出力電力
W

150kHz〜80MHz
非適用0.01

非適用0.1ｍ80MHz〜800MHz
d=[3.5/E1]√P800MHz〜2.5GHz
d=[7/E1]√P

非適用

0.380.73

1

非適用

1.22.310

非適用

3.87.3100

非適用12230.120.23

上記にリストされていない最大定格出力電力の送信機に関しては、メートル（ｍ）で表わした推奨分離距離dは、送信機の周波数に対応する方程式を用いて決定できる。ここで、Pは、送信機製造業者によるワット（W）で表わした送信機の最大定格出力電力である。
備考1 80MHzおよび800MHzにおいては、高い周波数範囲を適用する。
備考2 これらの指針はすべての状況に対して適用するものではない。建築物・物・人からの吸収および反射は電磁波の伝搬に影響する。

-15-

保証書

此の度は、弊社の製品をお買上げ頂き有難うございました。
末永く御愛用の程、お願い致します。弊社は、下記の通り製品保証を致しておりますので、この保証書は大切に保管してください。

販売名

パルモ二 KM-350※お買上げ日年

保 証 期 間

お買上げ日より

※貴院

製造番号
月日

１年間名

※ご使用者名※ご住所〒電 話 番 号※販 売 店 名
住所

TEL / FAX
販売店様へ※印の欄を必ず記入してからお渡し下さい。

保証規定
１．取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ日より１ 年以内に故障した場合に無償修理致します。
２．無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）本書の提示がない場合。

（ホ）本書にお買い上げ日、ご使用者名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合。
（へ）ご使用後の外装面の傷、破損、および外装部品、付属品の交換。
（ト）故障の原因が本製品以外に起因する場合。
（チ）その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。

３．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
４．この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

発売元

お問合せ先

〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄５５２番地１

TEL(0495)71-1001
ホームページ

FAX(0495)72-6716

http://www.kenzmedico.co.jp

製造 販 売 業 者

製造業者〒377-0293 群馬県渋川市中郷2508-13
TEL 0279-20-2311
0120-211-164〒949-8404 新潟県十日町市如来寺甲2519番地

日本精密測器株式会社

日精オンテクノ株式会社※都合により仕様及び外観等を変更する場合があります。予めご了承ください。
※許可なく複写、複製することを禁じます。

新潟事業所

A127225-1-A