研究論文

光触媒性能評価試験のための簡易ホルムアルデヒド発生法
杉本賢一＊１、山田圭二＊２

Simple Method of Formaldehyde Vapor Generation for Photocatalytic Performance
Tests
Kenichi SUGIMOTO＊１ and Keiji YAMADA＊２
Industrial Technology Division , AITEC*1*2
光 触 媒 材 料 の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド（ HCHO）除 去 性 能 評 価 試 験 を 簡 易 に 行 う た め に 、HCHO 水 溶 液 を バ ブ
リ ン グ す る こ と に よ る HCHO ガ ス 発 生 法 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 少 な く と も 9 時 間 は 一 定 濃 度 の HCHOガ ス を 発 生 さ せ る こ と が で き 、 そ の 濃 度 は HCHO 水 溶 液 濃 度 に 比 例 す る が 、 流 通 空 気 流 量 に は 依 存 し な
か っ た 。 ま た 、 こ の 方 法 に よ り 発 生 す る HCHO ガ ス は 、 少 量 の メ タ ノ ー ル を 含 む が 、 光 触 媒 性 能 評 価 試
験に影響を及ぼすほどではなかった。以上のことから、本方法は光触媒の性能評価試験に使用可能であることがわかった。

１．はじめに現在、流通式試験法による光触媒材料の HCHO 除去性能評価試験法の規格化が進められている。この試験を用いた。HCHO 濃度は、ヨウ素溶液及びチオ硫酸ナトリウム溶液を用いた酸化還元滴定により測定した。
試験装置の概略を図１に示す。流通する空気はボンベ行うには、試験中一定濃度の HCHO ガスを供給する必入り合成空気(G3)を用い、流量はマスフローコントロー要がある。窒素酸化物や VOC（アセトアルデヒド及びトラー（MFC）により制御した。ガス配管は内径 4 mm 外ルエン）に関する同様の試験法では 1)、いずれも、濃度径 6 mm のフッ素樹脂系（PFEP）チューブを用いた。

既知の標準ガスボンベを用い、空気で希釈して一定濃度

バブラーはガラス製広口ビンにシリコンゴム栓をしたものガスを調製することになっている。HCHO に関しても、ので、内容積が約 130 mL である。これに 30 mL の標準ガスボンベを用いることが可能であるが、HCHO 標

HCHO 水溶液を入れた。バブラーの温度は恒温水槽で準ガスボンベは他のガスに比べ高価である。また、他の25±0.1 ℃に保った。

標準ガスに比べて不安定であるため、長期にわたって同一のボンベを使用することができない。そこで、簡易なHCHO 発生法による代替を検討した。

合成
空気

MFC

DNPHアルデ
ヒド吸収カー
トリッジ

洗気ビン

本研究では、HCHO 水溶液に空気を流通し、一定濃度のガスを発生させる方法について、発生条件と発生濃度HCHO水溶液の関係を詳細に検討した。また、ガス中に含まれる不純物の有無についても調べ、光触媒性能評価試験に及ぼす恒温水槽影響を調べた。

図１

２．実験方法2.1

試験装置の概略発生した HCHO ガス濃度は、DNPH-HPLC 法（JIS A1962）により測定した。発生ガス中の不純物として考えHCHO ガスの発生

通常、実験室で用いられるホルムアルデヒド液（JIS Kられるメタノール、ギ酸メチル及びギ酸の濃度の測定は、8872 で規定）は、安定剤として 5〜10%のメタノールをガスクロマトグラフ（メタノール、ギ酸メチル）又はガ含み、バブリングした場合多量のメタノールが蒸発する

ス検知管（ギ酸用、ガステック製 81L、測定範囲 0.5〜ので使用できない。そこで本研究では、メタノールフリ

20 vol ppm）により測定した。

ーの HCHO 水溶液（Alfa Aesar 製、パラホルムアルデ
ヒド 16%w/v 水溶液）を蒸留水で適当な濃度に希釈して＊

1 工業技術部 材料技術室＊

HCHO 発生の標準的な試験条件を表１に示す。以下、特別な記載のないものは、この試験条件で行った。

2 工業技術部 材料技術室（現基盤技術部）

図４から発生する HCHO 濃度は流通空気量に関係な
表１

標準的なホルムアルデヒド発生条件

流通空気量（標準状態、乾きガス換算）

25 mL / min

温度（バブラー）25.0±0.1 ℃

室温25±1 ℃

くほぼ一定の濃度となることがわかる。また、図５から、発生する HCHO ガス濃度は、HCHO 水溶液濃度に比例することがわかる。これらのことから、本研究の試験条
件の範囲では HCHO が水溶液から蒸発する速度が、空気の流通によりバブラー外に排出される速度より十分速く、バブラー内の空気中の HCHO 濃度が常に飽和し2.2

HCHO 除去性能評価試験に及ぼすメタノールの影響平衡状態が保たれていると考えられる。

HCHO 標準ガスを用いて流通式試験を行い、光照射中、一定時間少量のメタノールを混入させ、その際の除去率70

通常の流通式試験装置に加え、メタノールを混入させる

60

ためにメタノール水溶液入りのバブラーを接続している。
主な試験条件等を表２に示す。
HCHO
標準ガス

合成
空気MFC
白色蛍光灯

流量計

反応容器

MFC
流量計

洗気ビン

メタノール水溶液入り洗気ビン

MFC

図２

HCHO濃度(vol ppm)の変化を観察した。流通式試験装置の概略を図２に示す。

5040302010

DNPHアルデ
ヒド吸収カー
トリッジ

002

流通式試験装置概略

試験ガス流量
温度、湿度
光源、光量

試料
試料前処理
メタノール
添加方法

1 vol ppm（HCHO 標準ガス 21.8
vol ppm を希釈して供給）
1.0 L / min
25 ℃、51 %RH
白色蛍光灯（FL20SS･W/18）2 本、強 度 6000 Lx （ ア ク リ ル 板
SUMIPEX LF39 により紫外光をカット）
可視光応答型光触媒 0.2 g を水に分散し、すりガラス（5×10cm）に塗布し乾燥したもの。
紫外線蛍光灯で UV 照射 15 W /m2 16 時間
メタノール水溶液を 25 mL / minでバブリングし、メタノールガスを発生。これを試験ガスに混入した。

HCHO ガスの発生

HCHO ガス濃度の経時変化

6050403020100102030405060708090

流通空気量（mL/min）
図４3.11070

HCHO 濃度測定 DNPH-HPLC 法（JIS A 1962）

３．実験結果及び考察

8（HCHO 水溶液の濃度 6.7mg/g 直線は測定値の平均値 62vol ppm を表す）

流通式試験の試験条件等

HCHO濃度(vol ppm)

試験ガス濃度6時間(h)図３
表２4

HCHO ガス濃度の流通空気流量依存性（HCHO 水溶液の濃度 6.7mg/g 直線は測定値の平均値 61vol ppm を表す）

発生する HCHO ガス濃度（CHCHO(g)）の経時変化を図３に、流通する空気流量依存性を図４に、水溶液濃度依水溶液中の HCHO は、式(1)の反応によりほとんどが存性を図５、水溶液温度依存性を図６に示す。図３から、CH2(OH)2 として存在する（25 ℃で K = 1270）２ ）。そ少なくとも 9 時間は、安定して HCHO ガスを発生できれぞれの化学種の濃度を[HCHO]及び[CH2(OH)2]とすることがわかる。

ると、水溶液中の HCHO 濃度 CHCHO は式(3)で表される。

一方、HCHO の蒸発平衡の平衡定数であるヘンリー定数濃度は温度に非常に敏感なので、恒温水槽などによる水H は式(4)で定義される。ここで、PHCHO(atm)は、気相溶液の温度制御が必要である。の HCHO の分圧を表しており、HCHO ガス濃度 1volppm は 1×10-6 atm に相当する。さらに、みかけのヘン50より CHCHO と PHCHO の関係を表わす式(6)を得る。図 5の回帰直線の傾きから H* = 2.6×10−4 L atm / mol を得た。 H*はすでに数例報告があり ３ ）、1.85×10 − 4 〜3.37×10−4 L atm / mol（25 ℃）となっている。本研究で得られた値はこれらの値によく一致していおり、このことからも、バブラー内の空気中の HCHO 濃度が飽和し平HCHO濃度(vol ppm)

リー定数 H*を式(5)で定義することにより、式(2)〜(5)4030

衡状態が保たれていることがわかる。

20
HCHO+H 2O

KCH2(OH)2[CH 2 (OH) 2 ][ HCHO]K =(2)CHCHO ＝ [HCHO] + [CH2(OH)2]
H =

22(1)

PHCHO

24
温度(℃)

2526

図６ HCHO ガス濃度の温度依存性（HCHO 水溶液の濃度 4.9 mg / g）

(3)
(4)

[ HCHO]

233.2

HCHO ガス中の不純物濃度発生した HCHO ガス中に、ギ酸及びギ酸メチルは検H
H*=1+ K(5)P
H * = HCHOC HCHO(6)

出されなかったが、メタノールは少量検出された。その濃度を表３に示す。存在するメタノール濃度は、HCHO濃度に対して、2〜3 %程度であった。
メタノールのヘンリー定数は 4.7×10−3 L atm / mol（25 ℃）と報告されており４）、HCHO より約 20 倍大

HCHO濃度(vol ppm)

80

きく、HCHO に比べ水溶液中から蒸発しやすい物質であることを示している。このために、水溶液中にごく微量60存在するメタノールが、HCHO ガス中から検出されたと考えられる。したがって、清浄な HCHO ガスを得るた

40

めには、メタノールを可能な限り抑える必要がある。

20

表３ 発生ガス中のメタノール濃度
HCHO 水溶液 HCHO ガス濃度 メタノール濃度
濃度(mg / g)(vol ppm)(vol ppm)
0.8〜1.44.94200246810HCHO水溶液濃度 C HCHO(mg/g)

図５

HCHO ガス濃度の水溶液濃度依存性（回帰直線y=8.78x）

図６から、発生する HCHO 濃度は水溶液の温度が1 ℃上昇すると 4 vol ppm（発生濃度の約 10 %）増加しており、温度に非常に敏感である。
以上のことから、この方法を光触媒性能評価に用いる
場合には、HCHO 水溶液の濃度又は温度で発生するHCHO 濃度を制御することができ、また、濃度は空気の流通量に影響を受けないので、流通量による制御も可能であることがわかった。ただし、発生する HCHO ガス

1.2〜28.472
メタノール濃度は同一溶液について複数回測定
3.3

HCHO 除去性能評価試験に及ぼすメタノールの影響

流通式光触媒性能評価試験における試験ガス濃度は 1vol ppm とすることが検討されている。したがって、バブリングによる HCHO ガスを希釈して用いる場合、メタノールも同様に希釈され 0.02〜0.03 vol ppm 程度となる。そこで、光照射中に 0.02 vol ppm のメタノールを混入させその影響を調べた。その試験結果を図７及び表４に示す。1.07 vol ppm の試験ガスは、光を照射するとHCHO が分解され、0.89vol ppm まで下がった。ここ

で、試験ガスにメタノール 0.02 vol ppm を混入したとこ

４．結び

ろ HCHO 濃度は 0.90 vol ppm とほとんど変化しなかっ

HCHO 水溶液をバブリングすることにより、簡易に一た。このことから、少量のメタノールは試験結果にほと定濃度のホルムアルデヒドガスを発生することができた。

んど影響しないことが確かめられた。

このガス中には少量のメタノールが存在するが、光触媒性能評価試験にほとんど影響を与えるものではなかった。

HCHO濃度(vol ppm)

1.2
1.0

付記

0.8

本研究は(独)新エネルギー･産業技術総合開発機構「可メタノール混入

0.6

視光応答型光触媒の性能評価試験方法に関する標準化調査」の成果の一部である。

0.40.2光照射文献

0.0060120180240

時間（min）

図７ 流通式試験におけるメタノールの影響（試験ガス濃度 1.07 vol ppm、0min から試験ガスを流通し、74〜225 min:光照射、147〜184 min:0.02 vol ppm のメタノール混入）

1）JIS R 1701-1〜32）Winkleman, J.G.M., Voorwinde, O. K., Ottens, M.,
Beenackers, A. A. C. M., Janen, L. P. B. M. :Chemical Engineering Science, 57,4067(2002)
3 ） Seyfioglu, R. Odabasi, M.

: Environ. Monit.

Assess.,128, 343 (2007).
表４

流通式試験におけるメタノールの影響

測定時間 HCHO 濃度（min）(vol ppm)
暗条件
571.05光照射1030.93
光照射
1300.89
光照射、メタノール混入
1790.90
光照射1990.89試験操作

4）Warneck, P.

: Atmos. Environ., 40, 7146 (2006)