CFor Chemicals

羽根車式流量計

FF-P Fin flow

Turbine flow meter

光電センサ採用のフィン回転式流量計。
極小でシンプル。
■ 純水、薬液用。
■ 連続信号発振型。
■■A fin rotary flowmeter employing a photosensor.
Minimal and simple in construction■ Designed for use in pure water and chemicals.
■ A continuously signal producing type.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

流体名Fluids-FF - P

流量単位 最大流量 オプション
Max. flowOption
Units--

特殊項目
For specialized item

表示計
Flow indicator
PFAmL/min

BL/min1

純水 Purified water9

特殊 For specialized fluid

測定範囲 Measuring range5020〜100mL/min

100S
10040〜200mL/min
50〜500mL/min

パーフロパッキン Perfluoro packing

下記測定範囲の最大流量を記入

Max.

規格 Std.

表示計・変換器とセット（オプション記号を記入）＊2
Provide option code of display or converter in case that you want to use with this product.
Max. flow rate selected from the available flow range below＊1
接続口径 Connection size

＊1：特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2：当社で流量センサと表示計の合わせ込みをしてご提供いたします。
表示計・変換器のオプション記号は、「表示計・変換器」のページを参照してください。
※測定範囲は水換算20℃｛293K｝
条件の流量です。

チューブエンド Tube end 1/4″（φ6.35×4.35）

100〜1000mL/min

1500.3〜3L/min
0.5〜5L/min

200

1〜10L/min

300

2〜30L/min＊1: For specialized items specify them at end of Model number Selection in order.
For details, consult us with your specification.
チューブエンド Tube end 1/2″（φ12.7×9.53） ＊2: Display or converter is paired with this product at Factory. Refer to "Digitalmeter / Converter" page regarding option codes.
チューブエンド Tube end 3/4″（φ19.05×15.88） ※Measuring range shown above indicate ones equivalent to water at 20°C.

チューブエンド Tube end 3/8″（φ9.52×6.35）

仕様 Specifications

取付姿勢 Installation attitude

項目 ItemP50

出力精度 Output accuracy

P100

P100S

P150

P300

±3％ of F.S.

±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max operating pressure

0.35MPa(G)使用流体温度 Operating fluid temperature
使用環境温度 Ambient temperature

P200

Max. 50℃
0〜50℃（結露なきこと No dewing)
NPNオープンコレクタ DC30V 50mA Max. NPN open collector DC 30 V 50 mA at Max.

パルス出力 Pulse output

0〜120Hz程度 degree of 0 - 120Hz

0〜150Hz程度 degree of 0 - 150Hz

DC12〜24V 20mA Max.

電源 Power source

2m（AWG 26）

ケーブル長 Cable length＊薬液でご使用の場合、パッキン材質を確認ください。
（標準FKM）＊流体に色がついている場合、光の透過を妨げられ計測ができないことがあります。
＊流体中に気泡が混入すると流量計内部に付着し、光の乱反射や、フィンの回転抵抗により計測が不安定になる場合があります。
＊For use in chemicals make certain of materials of packing to be used. (Std: FKM)
＊If the fluid is colored, it may be sometimes obscured from optical transmission and disabled it for flow measurement.
＊If getting air bubbles mixed into the fluid, they will be deposited in the inside of the flowmeter, and thereby reflecting the light diffusely, or the resistance on the fin rotation
will be produced and sometimes made it unstable in flow measurement.

2342023

水平流れ・縦置きHorizontal flow ・vertical installationC配線 Wiring diagram
AWG 26(0.1mm 2 )L

φAW1W2Hh1h2B

φDP10014046473841

17.565.56.35P150

18061605045

20413.59.52

P20020061605055

249.5

1112.7P300

230705950633291319.05

線色 Cable colors
茶 Brown

投光側 Transmitter side

受光側 Receiver side

DC12〜24V0V

青 Blue-黒 Black

羽根車式流量計

規格 Std.

出力 Output

構造図 Structural drawing

FF-P50

薬液・純水用規格寸法 A table of standard dimensions

FF-P100, 150, 200, 300
32(2000)

45

投光側 Transmitter side

W2B(2000)

W1638FF-P

受光側 Receiver side

受光側 Receiver side

2×φ3.5①⑨ ③□32⑪ ⑤⑥

4×φ4.5W2φ6.35

投光側 Transmitter side

(33.5)

L614(25)

φA④(160)

⑧h2h1

φDH

② ⑩ ⑦

FF-P100S
3847

5.538

材質 Materials(2000)
4×φ4.5

受光側 Receiver side
投光側 Transmitter side
φ46

φ6.35

⑤⑦ ⑧6(31.5)(42.5)
23②③ ⑥⑨

①④ ⑩

⑫No.

P50

P100S

P100〜P300

1

ケーシングB Casing B

PFA

NEW PFA

PFA

2

ケーシングA Casing A

PFA

NEW PFA3

トッププレート Top plate

SUS3044

ボトムプレート Bottom plate

SUS3045フィン Fin

名称 Names of parts

PFAPPPPPTFE

6ベアリング Bearing

7シャフト Shaft

サファイア Sapphire

8

Oリング O-ring

FKM(標準 Std.) ※9光電センサ(受光側)
Photosensor (Receiver side)

光電センサ(投光側)10 Photosensor (Transmitter side)

サファイア Sapphire

PP/他 etc.
PP/他 etc.

11 ストッパー Stopper
サファイア Sapphire
12 アジャストボルト Adjustable bolt
PFA
SUS304
ロックボルト Lock bolt
※PFやカルレッツ仕様も制作可 PF / Kalrez specification is also available to make.

1402023235