マイクロ波・ミリ波
誘電率・透磁率測定製品カタログごあいさつEMラボ株式会社の柳本吉之です。
EM = Electro-Magneticな世界で、EM = εμ（誘電率・透磁率）をミリ波帯で正確に測定することが私たちの使命です。
どんな晴れ舞台にも、それを支えている裏方がいます。「材料測定」は究極の裏方かと思っております。
5G/6G無線通信、自動運転、高速デジタル通信などが「晴れ舞台」に登場します
が、それらはすべて「部品」でできており、 「部品」は「材料」でできています。その「材料」の基本特性を測定する「材料測定」は究極の裏方として、 よ
りよい「材料」を開発・製造する方たちの大きな助けとなっており、遠くに「晴れ舞台」を臨んでいます。
EMラボ株式会社は多種ある「材料測定」の中でも、誘電率・透磁率測定に特化しております。 先に挙げたような「晴れ舞台」ではすでにミリ波が用いられており、性能向上のために今まで以上に精度のよい測定が求められています。 過去において、ミリ波帯での誘電率・透磁率測定はとても難しい測定だと言われていました。 EMラボ株式会社はその困難に正面から挑み、克服し、手軽な操作
で正確な測定値を得られる装置を提供しております。 回路基板、半導体基板、レドーム、シールド材、パッケージ、ガラス、フィルム、紙などの固体はもちろん、 接着剤、充填剤、液晶、粉体、液体の測定でもお役に立てる技術を確立
し、「晴れ舞台」を応援しております。

代表取締役CEO柳本吉之

1

正しい誘電率・透磁率測定のためのご提案
マイクロ波・ミリ波帯の誘電率・透磁率測定は目的に応じて適切な方法を使用する必要があります。 EMラボでは、下記の測定法について、治具やシステムの開発、製造、販売および受託測定を行っております。

リ

ト

リ

誘電率
誘電率
誘電率

リ

ロー

誘電率

ータ
リー

ー
誘電率

サ

透磁率
誘電率

透磁率

波

サ

誘電率
透磁率

測定冶具とサポートの品質へのこだわり
高確度で再現性の高い材料測定のためには、信頼性の高い冶具を使用することが必須です。
EMラボは、設計から製造の細部にわたり、30年以上の経験から築いてきたノウハウをつぎこんで、高い品質の冶具を提供しています。 ソフトウェアは、作業者を選ばず確実に効率よく測定できることを目的に開発しています。また、お客様が製品を導入してすぐに、そして 永年にわたって、安心して正しい測定を行えるための技術サポートにも力を注いでおります。

2

目次
正しい誘電率・透磁率測定のためのご提案

2

製品紹介

空洞共振器

4

スプリットシリンダ共振器

5

誘電率温度特性評価システム

S

6

ファブリペロー共振器

7

共振器法技術概要

8

ータ

製品紹介

フリースペース法

9導波管サンプルホルダ

11

同軸サンプルホルダ

12

Sパラメータ法技術概要

13

誘電率・透磁率 受託測定サービ

14

試料加工の重要

15

について

3

CP リーズ
1 GHz - 10 GHz

誘電率測定用

低損失誘電材料測定の定番ソリュー
•
•
•
•
•

ョ

Tanδ 0.01以下の低損失誘電材料の評価に最適
棒状の試料を上部の挿入孔から入れて測定するだけの簡単操作
誘電率測定ソ トによる効率的で確実な測定
堅牢なハードウェアが長年にわたり再現 の高い測定を提供
粉体の測定に対応（オョ ） New!

弊社が日本で初めて販売を開始して以来四半世紀以上にわたり多くの企業や研究機関で幅広くご利用いた
だき、改善を重ねてきた非常に信頼性の高いソリューションです。共振器自身の極めて高いQ値（10,000
以上、代表値）により、t nδ . 1以下の低損失材料の正確な評価が可能です。
さらに、測定手順がシンプルなので、効率よく再現性の高い測定が可能です。共振器上部の試料挿入孔から、棒状に加工した試料を入れて測定するだけです。測定用ソフトウェアのステップバイステップの説明にしたがって作業することで、初めて使う方でも確実に正しい測定結果を得ることができます。

テム構成例
•
•
•
•
•
•

Keysight StreamlineシリーズUSBネットワーク・アナライザ
空洞共振器用 誘電率測定ソフトウェア
空洞共振器用 スターターキット
空洞共振器 1 GHz
Windows 10 PC
スタートアップ

製品

イ

ナ

型番

品名

P5003B (14 GHz)
CP-MA
CP-ST
CP-001共振モード Ｑ値（無負荷） 試料挿入孔内径 接続用コネクタ

CP-001 空洞共振器 1 GHz
CP-002 空洞共振器

GHz

CP-245 空洞共振器.45 GHz

CP-003 空洞共振器

GHz

TM010
1 ,

CP-005 空洞共振器 5 GHz

以上
φ .6 mm

TM020
7,

以上

6,

以上

CP-580 空洞共振器 5.8 GHz
CP-010 空洞共振器 1 GHz

4

2.92 mm (f)誘電率測定用

ト

リ

ミリ波低損失誘電体

ィ

•
•
•

リ

CR リーズ10 GHz - 80 GHz

ム測定の決定版

Tanδ 0.01以下の低損失誘電材料の評価に最適
優れた冶具構造によりミリ波帯でも簡単で再現 の良い誘電率測定を実現
誘電率測定ソ トによる効率的で確実な測定

5Gや自動車レーダーによってミリ波帯の材料市場は大きく変化しています。この市場で成功していくた
めの重要なツールとして、優れた材料を精度良く評価できる測定系が必要とされています。
スプリットシリンダ共振器はこの市場要求に応え、使いやすく正確な誘電材料測定を提供します。加工が楽な平板試料を用いて、10 GHzから80 GHzまで広い周波数範囲において、簡単に再現性の良い測定を行えるようになりました。試料をバネで押さえるため、作業者が変わっても測定結果に影響はあり
ません。

テム構成例
•
•
•
•
•
•

製品

Keysight StreamlineシリーズUSBネットワーク・アナライザ
スプリットシリンダ用誘電率測定ソフトウェア
2.4 mm テストケーブル
スプリットシリンダ共振器 40 GHz
Windows 10 PC
スタートアップ

イ

P5007B (44 GHz)
CR-MA

CR-740ナ

型番

品名

CR-710

スプリットシリンダ共振器 10 GHz

CR-720

スプリットシリンダ共振器 20 GHz

CR-724

スプリットシリンダ共振器 24 GHz

CR-728

スプリットシリンダ共振器 28 GHz

CR-735

スプリットシリンダ共振器 35 GHz

CR-740

スプリットシリンダ共振器 40 GHz

CR-750

スプリットシリンダ共振器 50 GHz

CR-760

スプリットシリンダ共振器 60 GHz

共振モード

Ｑ値（無負荷）接続用コネクタ

20,000以上

14,000以上
2.92 mm (f)TE011
１0,000以上
７,000以上

2.4 mm (f)1.85 mm (f)６,000以上

CR-780

スプリットシリンダ共振器 80 GHz

1 mm (f)5

CR-TC リーズ
10 GHz - 40 GHz

誘電率
•
•
•

評価

テム

10～40 GHzのリ ト リを使用して - ℃～℃の範囲で評価可能
測定条件を入力すれば、あとはPCがアナ イザと環境試験 を制御して自動測定
初めてでも結果が出せる、
測定のノウハウをつぎ込んだハードとソ ト

材料に対する性能要求が厳しくなることにともない、実動作状態での性能確認がますます重要になっています。 その一方で、広い温度範囲で信頼性の高い誘電率評価を行うことは非常に困難でした。50種類
以上のサンプル評価を通して 得られた測定ノウハウをつぎ込んで、装置導入後すぐに有用な結果が出せるシステムを開発しました。

テム例
•
•
•
•
•
•
•

製品

注意：標準のスプリットシリンダは使用できません。（アップグレード可能です。）

Keysight StreamlineシリーズUSBネットワーク・アナライザ
スプリットシリンダ温特評価ソフトウェア
温特システム用同軸ケーブルセット
スプリットシリンダ共振器 40 GHz 温特対応
Windows 10 PC
エスペック社 環境試験器
スタートアップイ

型番P5007B (44 GHz)
CR-TC
CR-TC-CB
CR-740-TC
SH-662

ナ
品名

共振モード

CR-710-TC

スプリットシリンダ共振器 10 GHz

温特対応

CR-720-TC

スプリットシリンダ共振器 20 GHz

温特対応

CR-724-TC

スプリットシリンダ共振器 24 GHz

温特対応

Ｑ値（無負荷）20,000以上

14,000以上
TE011

CR-728-TC

スプリットシリンダ共振器 28 GHz

温特対応

CR-735-TC

スプリットシリンダ共振器 35 GHz

温特対応

CR-740-TC

スプリットシリンダ共振器 40 GHz

温特対応

2.92 mm (f)１0,000以上

6接続用コネクタ誘電率測定用リ

FP リーズ25 GHz - 330 GHz

ロー

330 GHzでも驚くほど簡単で再現
•
•
•
•

の高い測定

tanδ 0.01以下の低損失誘電材料の評価に最適
自動測定でバ ド内の周波数を一気に取得1周波数あたりわずか4秒の高速測定
簡単設置 通常の実験室内・作業台上で測定可能

New!

FP-E/W/D/G/J
60-330 GHz
バ デ ド・モデ

FP-BB 25-110 GHz
ロードバ ド・モデ

ファブリペロー共振器法は、スプリットシリンダ共振器ではカバーできない80 GHzを超える周波数における低損失誘電材料の評価に最適です。一部の専門家のための特殊装置のイメージが強かったファブリペロー共振器ですが、EMラボが、実アプリケーションでの使いやすさと再現性の高さに注力して開発した結果、これまでの常識を覆すソリューションが生まれました。
330 GHzという高周波でも、作業者や設置環境を選ばず、再現性の高い測定結果が得られます。除振台などは必要とせず通常の作業台に設置可能です。軽量設計（約4 kg、FP-BBは約9 kg）により移動も容易です。
どのバンドでも40 μmのポリエチレンフィルムを5回繰り返し測定（毎回試料挿抜）した時ε’およびt nδのバラツキはそれぞれ±0.5%、±0.00005におさまります。試料が小さくて済むことも特長です。25 GHzで70 x 70 mm、Eバンドでも50 x 50 mmの試料を測定可能です。また試料を鉛直に設置ずる構造なので柔らかいフィルムでもたわみの影響を抑えることができます。

テム構成例
•
•
•
•
•
•

製品

Keysight PNAミリ波テストシステム(110 GHz)
ファブリペロー用誘電率測定ソフトウェア
ファブリペロー共振器ブロードバンド (25 – 110 GHz)
接続用ケーブル 1 mm
Windows 10 PC
スタートアップ

イN5290A
FP-MA
FP-BB

ナ

型番

品名

共振モード

FP-BB

ファブリペロー共振器ブロードバンド ( 5 - 11 GHz）

1mm(f)

FP-E

ファブリペロー共振器 Eバンド (6 -9 GHz)

WR12

FP-W

ファブリペロー共振器 Wバンド (75-11 GHz)

FP-D

ファブリペロー共振器 Dバンド (11 -17 GHz)

WR 6.5FP-G

ファブリペロー共振器 Gバンド (14 -GHz)

WR 5.1

FP-J

ファブリペロー共振器 Jバンド (GHz)

WR 3.4

-

7

TEM

Ｑ値

1

,

以上

接続用コネクタ

WR10誘電率測定 技術概要
共振器法では、測定試料を共振器に入れたことによる共振の変化から材料パラメータを求めます。周波数の変化から誘電率が、Q値の変化から誘電損が求まります。低損失試料の挿入によるわずかな損失変化も、大きなQ値の変化をもたらすため、正確に評価できることが大きなメリットです。
共振器法は、測定周波数に応じてさらにいくつかの手法に分類されます。以下に、弊社が提供する各種共振器を特徴づける要素技術を説明します。

1 GHz測定のCP リーズタード

CPシリーズでは空洞共振器に生じるTM010/020モード共振を用いて1 GHzから10 GHzの誘電率を測定します。この共振では円筒の中心部が電界最大部にあたり、そこに棒状の試料を入れることにより試料に沿った直線の電束を使用して誘電率を測定します。試料を切り出す方向を変えることで異方性を評価することが可能です。

高周波に強いCR リーズリ

ト

リ

共振器を中央で分割（スプリット）して、板状の試料を挟んで測定する方法は、スプリットシリンダ共振器法として知られています。CPシリーズと比べて高周波の特性に優れており80 GHz
までをカバーします。CPシリーズの場合、試料内の電束の両端に生じる不完全さにより測定誤差を生じます。この影響は試料が小さくなる高周波でより顕著です。スプリットシリンダでは
TE011モードの共振を使用しますが、電束が試料面内を循環するため「端」による悪影響がなく高周波まで正確な測定が可能です。

330 GHzまで周波数多点測定を
可能にする
リ ロー
FP リーズFPシリーズでは開放型の共振器に生じる直線偏波のTEMモードを使用します。330 GHzというような高周波でも実用的な大きさの治具で実現できることが第一のメリットです。（CRシリーズの延長戦上でこの周波数を実現するためには直径1mmたらずの円筒共振器を精度よく作る必要があります。）誘電率測定に好適な共振が幅広い周波数範囲に複数生じることも重要な特徴です。これをうまく活用すること
で一つの治具で誘電率の周波数特性を評価することが可能になります。また、直線偏波を使用していますので、試料を回転させることにより異方性が評価
できます。

試料

T

8

波

S

ータ

リー

ー

測定再現
•
•
•

FS リーズ18 GHz - 330 GHz

測定装置の高い汎用ソリューョ

電波暗室や吸収体なしで正確な測定が可能
移動や設置が楽な軽量設計
正確な測定を可能にする1 μm 精 のア テナポジ

ョナーFS-330 (18-330 GHz)

FS-Eband(60-90 GHz)

接続用ア

FS-330 (斜入射構成）: FS-330-xCF

波タ: FS-330-xWG

試料に信号を垂直入射したときのSパラメータ測定を基本としそこから計算される誘電率・透磁率の評
価、更に斜入射反射特性など幅広い用途に柔軟に対応できるフリースペース法は、マイクロ波の材料評
価になくてはならないものです。サイドローブが極めて小さい誘電体アンテナを用いて不要反射を抑え、電波暗室や電波吸収体なしで正確な評価を可能にした画期的なソリューションです。
また、従来は大掛かりになりがちだったメカ機構を大幅に見直し、軽量化（総重量20 kg以下）と測定精度の改善に成功しました。シンプルな構造にすることでアンテナの位置決め精度があがり、誘電率・透磁率測定に不可欠のTRL校正をより正確に実施できるようになりました。Keysight材料測定スイート
N1500Aと組み合わせて効率的で信頼性の高い材料測定が行えます。
周波数バンドを切り替えても測定値にギャップが生じないこともこの装置の特長です。たとえばRバ
ンドとUバンドでポリエチレンなど低誘電率の試料を測定した場合、ε’の最大値と最小値の差は0.05以
下になります。

テム構成例
•
•
•
•
•
•
•

Keysight PNA ミリ波テストシステム
Keysight材料測定スイート
1 mm テストケーブル
フリースペース 330 GHz
Wバンド1 mm (f) 接続
Windows 10 PC
スタートアップ

N5290A (110 GHz)
N1500A
FS-330FS-330-WCF

9

製品

イ

ナ

型番

品名

FS-330フリースペース 330 GHz

FS-Eband フリースペース 60-90 GHz

FS-330 主要オ

測定ビーム径測定ビーム サイドローブ アンテナ焦点距離（3dB幅）

周波数範囲18-330 GHz

３λ-30 dB

280 mm60-90 GHz

３λ-30 dB

150 mmョ• FS-330-OR

斜入射反射測定対応• FS-330-PL

粉体・液体用サンプルホルダ• 接続オプション

誘電体レ

ズア

テナの

リ

ト

独自設計の誘電体アンテナが信号の直径を試料面で約3波長まで絞り、サイドローブを-30 dB以下に抑えます。アンテナの同軸部分から誘電体レンズまでが閉空間でつながれており電磁波の不要反射がほとんど発生しないため、周囲の電磁環境を気にすることなく材料測定に専念できます。また信号が絞られているため、試料のサイズを小さくできるメリットもあります。たとえばRバンドであれば直径35 mmの穴の開いた金属板を試料部分に置いた場合でも信号の減衰量は3dB以下におさまります。従来のように、電波暗室や電波吸収体を必要としないため、大幅なコストダウンとエンジニアリング工数の削減に
つながります。
斜入射反射測定においても共通のプラットフォームを使用して、不要反射の影響を受けにくい再現性の高い測定が可能です。たとえばEバンドでの不要反射はアンテナ角45度の時わずか-60dB以下です。
（アンテナ正対時比）

従来技術

新技術

電波暗室
サイドローブ

伝送測定
測定試料
電波吸収体

斜入射反射測定

メイン
ビーム

10

S

ータ

誘電率・透磁率測定用

波

WSF リーズ
8.2 GHz - 40 GHz

サ

常識を打破する使いやすさと高精••！

少ない投資で誘電率・透磁率測定の両方を広い周波数範囲で実現
ーのワ タ チ固定で手間と誤差をカ ト

WSFシリーズサンプルホルダでは、TRL校正と試料の取り付けの全工程で、同軸コネクタ部分の移動距
離は1 cm以内です。これによって、これまでにない再現性が得られます。また、ホルダーやSHORT板の固定はレバー一本の操作でできるため、効率的で作業者による値のバラツキもありません。

レバー解放

を挿入

レバーを締めて固定

テム構成例
•
•
•
•
•
•

Keysight StreamlineシリーズUSBネットワーク・アナライザ
Keysight材料測定スイート
導波管サンプルホルダ
接続用ケーブル 2.92 mm
Windows 10 PC
スタートアップ

製品

イ

ナ

11

P5007A (44 GHz)
N1500A
WSF-R (26.5 – 40 GHz)S

CSF リーズ
0.5 GHz - 18 GHzータ

誘電率・透磁率測定用

サ

広帯域・低価格ソリュー
•
•
•

ョ

1台で0.5～18 GHzまでカバー
高精 の機械加工による高い冶具品質
固定用の タ ドにより作業 と再現が大幅に向上比較的少ない投資で誘電率・透磁率測定の両方を広い周波数範囲で実現できます。
Keysight材料測定スイート N1500Aと組み合わせて効率的で信頼性の高い材料測定が行えます。
装置の取り扱いにより誤差や不具合を生じる可能性が高いため、 高周波におけるケーブルやコネクタの扱いに慣れた方向けの装置です。

テム構成例
•
•
•
•
•
•
•

Keysight StreamlineシリーズUSBネットワーク・アナライザ
Keysight材料測定スイート
Keysight 校正キット 7 mm
同軸サンプルホルダ
接続用ケーブル 3.5 mm
Windows 10 PC
スタートアップ

製品

イP5004A (20 GHz)
N1500A
85050D
CSF-APC7 (0.5 – 18 GHz)ナ

型番CSF-APC7

周波数 (GHz)

0.5-18

ホルダ外導体内径 (mm)7.00

ホルダ中心導体外径 (mm)3.04

ホルダ長 (mm)10, 40

接続用コネクタ

3.5 mm (f)注：別途7 mm校正キットを用意してフル２ポート校正を実行する必要があります。

12

S

ータ

誘電率・透磁率測定 技術概要

測定対象の材料を含む伝送路のSパラメータを元に誘電率・透磁率を求めることができます。材
料を自由空間に設置して測定するフリースペース法と、同軸線路や導波管などの閉じた空間に材料を挿入して測定するサンプルホルダー法に大別されます。いずれも材料の周波数特性を評価す
るのに最適です。また、損失の比較的大きい試料やフィルム状に加工することが難しい試料の測定に有効です。
一方で、損失測定の精度がネットワーク・アナライザの測定精度に直接依存するため低損失材料の評価には制限があります：T nδ . 1あたりが測定限界の目安です。（低損失材料の評価には共振器法が有効です。）
Keysight材料測定スイート N1500Aと組み合わせることで、効率的で信頼性の高い材料測定が行えます。N1500Aは、さまざまなアルゴリズムに対応していますが、その中でも代表的なものを以下に示します。
N1500A

モデ

名

測定
S
タ

材料
ー

概要
ー

タ

Reflection/
Transmission Mu and
EpsilonNicholsonRoss-Weir(NRW)

S11, S21,
S12, S22εr μr

NicholsonとRossによって開発され、のちにWeirによって、Sパラメータから誘電率と透磁率を計算するためにネット
ワーク・アナライザに適用されました。
半波長を超える厚さの低損失サンプルでは不連続部が生じる可能性があります。
フェライトや電波吸収体などの磁性材料の評価に最適です。

Reflection/
Transmission Epsilon
Precision

NIST
Precision

S11, S21,
S22

εr

Sパラメータから誘電率を計算するために、NISTによって開発されました。比較的厚みのある低損失誘電材料サンプルに最適です。

Transmission Epsilon
Fast

Fast
Transmission

S21, S12εr

誘電率を予測し、その予測値から計算されるSパラメータと実測値の差が、所定の値より小さくなるまで最小化を繰り返します。S21とS12、またはその平均値を使用します。比較的厚みのある低損失誘電材料や、反射測定の顕著な誤差が避けられない場合に最適です。

13

誘電率・透磁率受託測定サービ•••

測定要求に応じて最適な測定方 を提案
330 GHzまで最新の測定系を完備
エキートによる確実な測定

豊富な測定

イ

お気軽にお問い合わせください
電話 050-5370-0262
ー
info@emlabs.jp

ナ

周波数と評価パラメーターに応じて以下の２つの測定方法を提供しております。
を用いた誘電率測定は測定確度が高く、特に低損失材料（t nδ<0.01が目安）の評価になくてはならないものです。ただし、共振周波数での測定に制限されます。

1, 2, 2.45, 3, 5, 5.8, 10リ

測定周波数一覧
(GHz)

ト
リ

リ

10, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 60, 80

ロー Broadband (25-110), Eband(60-90), Wband(75-110),
Dband(110-170), Jband(220-330)

一方、Sータ （ リーー）は周波数特性を評価するのに有効です。また、誘電率・透磁率測定だけでなく斜入射による電波吸収体の反射特性などにも対応しています。材料の透過特性の評価にも適しています。液体の評価も行っています。

リ

ト

リ

誘電率
誘電率
誘電率

リ

ロー

誘電率

ータ
リー

ー
誘電率
透磁率

17 -

10～80 GHz 誘電率の・湿

GHzを除く評価

マイクロ波帯でのアプリケーションの広がりに伴い重要度がますます高まる一方で、正確な評価が難し
いのが温湿度特性の評価です。スプリットシリンダ共振器法をベースに、正確な測定を実現しています。

誘電率

対応可能範囲誘電率

湿の対応可能範囲

周波数： 10, 28, 40 GHz
温度範囲： 詳しくはWebサイトをご覧ください。

周波数： 10, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 60, 80 GHz
温度範囲： -50℃~15 ℃

粉体・液体の誘電率評価もご相談ください。
14

試料加工の重要について

適切な試料加工が正確な測定の第一歩です
共振器法、Sパラメータ法、いずれの方法も測定治具に合わせて試料を加工する必要があります。誘電率・透磁率の計算に試料のサイズを使用するので、試料サイズの計測誤差は誘電率・透磁率の測定値に直接影響します。したがって、材料特性を正確に評価するためには、サイズを正確に把握する必要があります。また、サイズを正確に把握するためには、棒状であれば断面積が均一であること、板状であれば厚さが均一であることが理想です。

用の材料加工概要
試料を棒状に加工することが基本です。推奨サイズは以下の通りです。また、異方性がある試料の場
合、試料を切り出す方向を変えることで、異方性による誘電率の違いが評価できます。
推奨試料サイズ
共振器

断面 (mm)1- 5.8 GHz

1.5 x 1.5

10 GHz

リ

ト

リ

大きさ

80
60

用の材料加工概要

試料を板状に加工する必要があります。
材料の特性と測定周波数によって適切な厚さと大きさが決まります。

測定できる最大試料厚

100μm程度を推奨しています。
右のグラフはスプリットシリンダで測定できる最大厚みの目安を表しています。誘電率が大きいほど、また、周波数が高いほど試料を薄く加工する必要があります。ロスが0.01程度以上ある場合さらに薄い試料が必要になることがあります。一方、試料が薄くなると（例えば10μm）厚さ
測定の誤差が目立つようになり、結果的に誘電率測定の誤差が大きくなることにも注意が必要です。詳細はお問い合
わせください。
リ

ト

リ

試料厚

厚さ:

長さ (mm)

誘電率

推奨サイズ

共振器

短辺 (mm)

長辺 (mm)10 GHz6275

20-80 GHz

34

45

15

の目

リ

ロー

用の材料加工概要

試料を板状に加工する必要があります。材料の特性と測定周波数によって適切な厚さと大きさが決まります。

厚さ:

厚さの適正値は誘電特性と使用する共振器に依存しますが、100μm が 目安になります。
周波数が高くなるほど、また、誘電率が高くなるほど試料を薄く加工する 必要があります。 各装置の測定周波数範囲内全域で正しく測定できる最大試料厚をグラフに示します。これより厚い試料についてはお問い合わせください。 また、損失の大きい試料（tanδ>0.01 が目安）の場合は更に薄い試料が必要になります。

測定できる試料厚と誘電率の関係

大きさ

リー

ー

リ

ロー推奨サイズ共振器

正方形 (mm)

E/W/D/G/Jband

50

Broadband

65の材料加工概要

試料を平坦な板状に加工する必要があります。測定周波数と材料の誘電率・透磁率に応じて推奨サイズが変わります。

厚さ

誘電率測定の場合は2分の１波長以上を目安に作成しやすい厚さにすることを推奨します。 透磁率測定の場合は4分の１波長が最適です。 試料が厚くなると共振により測定できなくなりますので2分の1波長より十分薄くすることを推奨します。
（いずれの場合も試料内の波長短縮*を考慮する必要があります。）*試料内の波長短縮＝

大きさ

1
𝜀 ′𝜇′

（ε’：比誘電率, μ‘：比透磁率）

直径6波長以上が推奨されます。また、直径60 mm以上にすると冶具への固定が容
易です。

16

会社名
事業所

E ラボ株式会社〒 65 - 84
兵庫県神戸市長田区水笠通1-4-1
TEL050-5370-0262
Mail: info@emlabs.jp

代表者

柳本 吉之

資本金

4,1

設立

198 年 月1日

事業内容

Web site: www.emlabs.jp

万円

マイクロ波測定 冶具・システム開発製造、受託測定、およびコンサルティング
・誘電材料・磁性材料評価装置
・ネットワークアナライザ用測定冶具
・インピーダンスアナライザ用測定冶具

主な保有設備

ネットワークアナライザ
N5290A (10 MHz - 110 GHz)
P5007A (100 kHz - 44 GHz)
N5 6 BW 6 (周波数拡張モジュール11 -17 GHz)
N5 6 BW(周波数拡張モジュール

-

GHz)

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際にはご確認ください。
© EMラボ、2024

2024年5月