マイクロ波・ミリ波
誘電率・透磁率測定ソリューション カタログ
何が評価できるかを実測例でご紹介＊装置の詳細はWebサイトでご確認ください正しい誘電率・透磁率測定のためのご提案
EMラボが提供するソリューションと特徴的なアプリケーションを紹介します。

共振器法

低損失誘電材料の正確な評価に330 GHzまでの周波数特性を正確に大量の試料を正確に

p4p6

誘電率温度特性・温湿度特性 p7

ファブリペロー
誘電率：25-330 GHz

スプリットシリンダ
粉体

誘電率：10-80 GHz

p10

誘電率温特：
10-40 GHz(-50-150℃)

空洞共振器
誘電率：１-10 GHz

1 GHz

Sパラメータ法10 GHz

100 GHz

300 GHz

反射・透過、誘電率・透磁率 幅広い測定要求をカバー
車載レーダー周り

p8
粉体・液体も330GHzまで p9

小さい試料はサンプルホルダ

同軸サンプルホルダ

フリースペース

誘電率：0.5-18 GHz

誘電率：18-330 GHz

透磁率：0.5-18 GHz

透磁率：18-330 GHz

導波管サンプルホルダ
誘電率：8.2-40 GHz
透磁率：8.2-40 GHz

1 GHz

10 GHz2100 GHz

300 GHz材料とその形状から選ぶ測定法

各測定治具の得意分野（材料編）

低損失
誘電体
中高損失
誘電体

フリースペース

スプリット
シリンダ

ファブリペロ
共振器

空洞共振器

同軸・導波管サンプルホルダ

△

◎

◎

〇

△〇

△

△〇

〇

磁性体

〇〇

シールド材

◎〇

各測定治具の得意分野（形状編）
フリースペース

スプリット
シリンダ

ファブリペロ
共振器

板

◎△〇

フィルム〇

◎◎

棒

空洞共振器

同軸・導波管サンプルホルダ
〇〇
◎ブロック

△〇

粉〇

◎液体〇

◎

ゲル〇〇〇

◎

最適：最もお勧めする手法です〇

敵：多くの場合使用可能です△

可：測定範囲が狭いなどの制限はありますが一部使用可能です
不可：使用できません3△ファブリペロー測定例

低損失材料330 GHzまでの周波数特性評価にはファブリペロー共振器• 25 – 330 GHz を2.5 GHzステップで自動測定• 低損失材料を正確に評価可能• 偏波を使用するので異方性評価可能
測定例：COP

187 μm

測定例：MPI 50 μm

＠ 25 – 330 GHz

＠ 25 – 330 GHz

4ファブリペロー測定例

測定例：PP38 μm

＠ 110 – 170 GHz

試料の向きを変えながら計８回測定して試料の異方性と測定再現性を確認

90/270deg

わずか1.5%の異方性が評価できる
優れた測定再現性

0/180deg

ファブリペロー共振器
誘電率測定ソリューション
ラインナップ

FP-BB ファブリペロー共振器 ブロードバンド 25 - 110 GHz
FP-E ファブリペロー共振器 Eバンド 60 – 90 GHz
FP-W ファブリペロー共振器 Wバンド 75 – 110 GHz
FP-D ファブリペロー共振器 Dバンド 110 – 170 GHz
FP-G ファブリペロー共振器 Gバンド 140 – 220 GHz
FP-J ファブリペロー共振器 Jバンド 220 – 330 GHz

5スプリットシリンダ測定例

１サンプルわずか15秒
大量の試料を再現性良く測れるスプリットシリンダ
測定例：COP

187 μm

＠ 28 GHz, 40 GHz

試料の向きを変えながら計10回測定して測定再現性を確認

6

スプリットシリンダ測定例

誘電率の温度特性・温湿度特性はスプリットシリンダで測定例：MPI•

50 μm, LCP 50 μm

＠ 28 GHz

測定１：温度依存性評価 -40℃～150℃
LCPは温度とともにε’の温度による変化は小さい

δが上昇

δεLCP
MPI

LCP

MPI℃℃

• 測定２：湿度依存性評価 25℃ 30%, 60%, 90%RH
LCPは湿度とともにε’が上昇 MPIは湿度とともにδが上昇
δεMPI
MPI
LCP

LCP%RH%RH

スプリットシリンダ共振器
誘電率測定ソリューション
ラインナップCR-7xx スプリットシリンダ：10, 20, 24, 28, 35, 40, 50, 60, 80 GHz
CR-7xx-TC スプリットシリンダ温特対応：10, 20, 24, 28, 35, 40 GHz
CR-MA スプリットシリンダ誘電率測定ソフトウェア
CR-TC スプリットシリンダ温特評価ソフトウェア

7フリースペース測定例

車載レーダー関連部品の評価にはフリースペース
測定例：ABS 2 mm 誘電率 ＠ 60 – 90 GHz
試料の裏表を変えながら誘電率を計10回測定して測定再現性を確認

1%

tanD = 0.01

測定例：ポリカーボネート 2 mm 斜入射 ＠ 60 – 90 GHz
入射角を20～75度まで変えて反射測定

77 GHzにおける反射率 vs 角度を確認

反射強度 TM ード測定値

反射率の入射依存

ブリュースター
反射最小でード度

8フリースペース測定例

板材はもちろん粉体や液体も330 GHz まで
測定例：各種樹脂板の誘電正接評価 ＠ 60 – 330 GHz

tanD=0.02

測定例：液体の誘電率評価 ＠ 26.5 – 330 GHzフリースペース材料測定ソリューション
ラインナップ

FS-330 フリースペース 18 – 330 GHz
FS-Eband フリースペース 60 – 90 GHz

9空洞共振器測定例

空洞共振器で粉体誘電率が再現性良く測れる
測定例：各種粉体の誘電率周波数特性 ＠ 1 – 10 GHz

Al2O3Al2O3ZnO
K2SO4ZnO
K2SO4PTFE

PTFE

測定例：各種粉体の誘電率温度特性 ＠ -40 ～ 110℃, 2.45 GHz
Al2O3
Al2O3ZnO
ZnO

フッ化グラフェン
フッ化グラフェン*粉体の誘電率温度特性評価は受託測定のみのご提供です。

空洞共振器
誘電率測定ソリューション
ラインナップCP-xxx 空洞共振器：1, 2, 2.45, 3, 5, 5.8, 10 GHz
CP-xxx-PW 空洞共振器 粉体測定対応：1, 2, 2.45, 3, 5, 5.8, 10 GHz
PWT 粉体測定用チューブ10本セット
CP-MA 空洞共振器誘電率測定ソフトウェア

10誘電率・透磁率受託測定サービス
今すぐ材料評価が必要な皆様のために•••測定要求に応じて最適な測定方法を提案
330 GHzまで最新の測定系を完備
エキスパートによる確実な測定を提供

お問い合わせください
電話：050-5370-0262
メール：info@emlabs.jp

豊富な測定ラインナップ

空洞共振器
誘電率：1 – 10 GHz
粉体・液体にも対応

スプリットシリンダ共振器
誘電率：10 – 80 GHz
温度特性(-50 – 150℃）
温湿度特性

ファブリペロー共振器
誘電率：25 – 330 GHz (170-220 GHzを除く)

フリースペース
誘電率・透磁率・反射透過：18 – 330 GHz (170-220 GHzを除く)
粉体・液体にも対応
11

会社名

EMラボ株式会社

事業所〒
兵庫県神戸市長田区水笠通
TEL050-5370-0262
Mail: info@emlabs.jp

代表者

柳本 吉之

資本金,設立事業内容

Web site: www.emlabs.jp万円
年 月 日

マイクロ波ミリ波測定用冶具・システム開発製造、受託測定、およびコンサルティング
・誘電材料・磁性材料評価装置
・ネットワークアナライザ用測定冶具

主な保有設備

ネットワークアナライザ
N5290A (10 MHz - 110 GHz)
P5007A (100 kHz - 44 GHz)N

BW

(周波数拡張モジュールGHz)

NBW(周波数拡張モジュールGHz)

記載事項は変更になる場合があります。
ご発注の際にはご確認ください。
EMラボはキーサイト・テクノロジーのソリューションパートナーです。

© EMラボ、2022

2022年11月