Rainin Catalog

METTLER TOLEDO
RaininMini Catalogue

手動ピペット
電動ピペット96 ウェルピペッティング
BioClean Ultra チップ
ピペット管理Good Pipetting Practice
ピペットサービス

メトラー・トレド
2024年 4 月版レイニンミニカタログ

我々レイニンは、環境に配慮した最新の技術である EarthRack を紹介することを非常に嬉しく思っています。それぞれの実験室には異なるニーズがありますが、EarthRack は、当社のリ
キッドハンドリングの製品ラインにおいて、より環境に優しい、より持続可能な最新製品です（46ページを参照ください）。

Werner Maas
General Manager

私たちは何十年もの間、廃棄物の削減と再利用の促進に努めてきました。1995 年に発売されたGreenPak SpaceSaver リフィル・システムは、プラ
スチックラックの廃棄物を最大85%削減し、この詰め 替えシステムは、世界 中の 多くのピペット
チップメーカ ー も 我々に 続 いて 採 用して います。TerraRack の特筆すべき点は、プラスチックの
使用量を50%削減したことだけでなく、従来のリサイクル率の低い#5ポリプロピレンではなく、リサイクル率の高い#1PETを使用していることです。
さらに EarthRack では、ほとんどのプラスチック
製のラック部品を、堆肥化可能な植物繊維に置き換えています。

私たちの役割私たちは2025年までに、製造とオペレーションにおける廃棄物ゼロを達成することを目標としています。

2

METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

廃棄物の削減、再利用の促進、事業におけるエネ
ルギー使用量の削減は、私たちにとって極めて重要な課題です。ゼロ・ウェイスト・イニシアチブを通じ、私たちは 2024 年末までに埋立廃棄物ゼロのオペレーションに近づいています。2023 年には2ヵ月間埋立廃棄物ゼロであり、2025 年までにこれが日々達成できると確信しています。環境に優しい技術や素材は益々多くなっており、私たちレ
イニンもこの極めて重要な分野で革新を続けてまいります。当社の現在の取り組みや最新の成果
を、ぜひご覧ください。
(www.mt.com/greenerpipetting）

Raininピペット
レイニンのピペットとはEarthRack

をご紹介します!
EarthRackのベースとフタは堆肥化や再生紙として廃棄することができます。
また生分解されるため、埋立処分しても炭素量を増やしません。
（46 ページ参照）

4

LTS（Lite Touch System）

6

Pipet-Lite XLS+ 手動シングルチャンネルピペット

8

E4 XLS+ 電動シングルチャンネルピペット

10

XLS+ マルチチャンネルピペット

12

アジャスタブルスペーサー

14

NanoRep 電動連続分注器

16

レイニンPos-D

18

Good Pipetting Practice（GPP）

19

ピペットスターターキット

20

Pipet-Lite PL+シングルチャンネルピペット

22

Pipet-Lite PL+ マルチチャンネルピペット

23

ピペットの仕様24

ハイスループットピペッティングシステム
96 チャンネルピペッティング

26

MicroPro

28

BenchSmart 96

30

Liquidator 96

32

アクセサリー33

96 チャンネルピペッティング用チップ

34

96 チャンネルピペッティングの仕様

35

スペシャリティピペット
レイニンSP+/SPピペットコントローラー

36

QuickFlow アスピレーター

38

QuickFlow LITE アスピレーター

40

AutoRep S 手動連続分注器

42

Disp-X ボトルトップディスペンサー

43

ピペットチップ

Greener
Products

レイニンのプラスチック削減への取り組み

44

EarthRack チップ

46

TerraRack チップ48

環境に優しい詰め替えパック

50

96 本ダブルラック入りチップ

52

ラック入りチップ54

ローリテンション（低吸着）チップ

56

スペシャリティチップ

58

BioClean とは60

リサーチグレードチップ

62

リサーチグレードチップ ローリテンション（低吸着）64

ピペットアセットマネジメント

65

SmartStand

66

SmartCheck

67

PipetteX ピペット管理ソフトウェア

68

ピペットスタンド

69

サービス

70

プラスチックごみを削減するための、さまざまな選択肢があります。

返送校正サービス

74

オンサイトサービス

75

出荷前校正サービス76（44 ページ以降参照）

NanoRep サービス

76

MicroPro サービス

76

BenchSmart サービス

76

Liquidator サービス

77

SmartCheck サービス

77

3

Pipettes

レイニンのピペットとは？

高品質、高い性能と高純度！

世界各国のラボでリキットハンドリングにレイニンのピペットを採用
成果を出すために、ピペットの操作性や快適性、正確性は大きな助力となります。
レイニンをお選びください!

高品質
頑丈な設計と革新的な機能から、快適さと人間工学に基づいたデザ
インによりレイニンの品質は世界で認められています。

高い性能
レイニンのピペットは高い精度と正確さで知られており、特にマルチチャンネ
ルピペットのチャンネル間の一貫性は極めて優れています。

高純度
レイニンのマルチチャンネルピペットは並外れた快適さと操作性、チャンネル間の一貫性を提供します。

4

METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

BioClean Ultra はチップの純度における業界トップの水準となっています。タンパク質とプロテアーゼを含む広範囲な汚染物質の厳しい試験を行い、その純度と性能を保証します。

RaininInnovation
レイニンは 40 年以上にわたりピペッティングの技術を進歩させています。

ピペット
レイニンピペットは高性能、快適性、耐久性を提供します。

LTS

チップ
レイニンの LiteTouch System（LTS）はチップの装着と取り外しに必要な力を劇的に低減し
ます。

GPP

Good Pipetting Practice（GPP）
無料の評価ツールとトレーニングにより作業者のピペッティングスキルを向上させます。

ピペット管理PipetteX ピペット管理ソフトウェアは、ピペットの履歴管理と SOP コンプライアンスを簡単に実現します。

メトラー・トレド
メトラー・トレドは幅広い業界における計量機器の世界的リーダーです。

サービス

BioClean Ultra

認定を受けた専門の技術者がサービスに必要とされる技術や機材を使用し行います。

高純度のポリプロピレンを利用し、クラス
100,000クリーンルーム条件下で製造され厳しい条件の試験を行うことで、高品質と高性能を提供します。

5

Pipettes

The Rainin LTS LiteTouch System
痛みのないピペッティングを当たり前に
レイニンはLiteTouch™システム（LTS）
でピペッティングを革新しました！
LTS™は、チップの装填と排出に伴う有害な力を実質的に排除するだけでなく、不完全なシールによる影響も排除することにより、実験の再現性を向上させます。

LTSに切り替える理由• ピペッティングに関連するRSIのリスクを減らす• チップの装着と取り外しが容易• 全チャンネルで完璧なシール• 疲れや痛みを感じることなく、一日中、毎日ピペットを使用できる• より精確で一貫性のあるピペッティング性能を実現する

LTS が 90 秒でわかる！
mt.com/LTS-video

取り外しに必要な力 (kg)

人間工学的に優れている = より良い、
より安定した結果
精確さには一貫性が必要ですが、使用者の手が疲労していた

4.0

り痛めていたりすると、一貫性を維持するのは困難です。
3.0

ピペッティングは非常に反復的な作業であり、ピペッティング力の影響（チップをシャフトに装着し、排出するのに苦労する）は2.0

蓄積されます。ピペッティング精度とピペッティング力の影響には関係があります。

1.0
0.0

LTS にかかる 0.6kg という力は、チップの装着/ 排出の力がほと
5.0

10.0

15.0

装着に必要な力（kg）
Brand X Tip, 250 µL
Rainin LTS Tip, 250 µL

6

METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

んど除かれており、標準的なチップを使用する際に経験するよ
うな疲労の問題に直面することはありません。

Rainin

あなたは危険にさらされていませんか？
• ピペッティングは、研究室で最も繰り返しの多い作
研究室で最も繰り返しの多い作
業のひとつです。

反復性疲労障害や累積• 労働災害の以上は、反復性疲労障害や累積
労働災害の30%
30%以上は、
外傷障害
（反復、
過度の力、
不良姿勢に関連する傷
外傷障害
（反復、
過度の力、
不良姿勢に関連する傷害）を含む筋骨格系障害です。
害）を含む筋骨格系障害です。

回のピペッティングサ• LTSではないピペットは、1回のピペッティングサイ
イクルを完了するために最大の力を必要としクルを完了するために最大12kg*
12kg*の力を必要とします。
ます。

• 最大平均筋力の30%を超えないようにしてくだを超えないようにしてくだささいい:

従来型（汎用）
シャフト/チップ

3 kg

2.1 kg

For menFor women• 以下のような人にはリスクがあります：

LTS
シャフト/チップ

時間以上、または年間300
時間以上ピペッ–– 1日1 時間以上、300時間以上ピペッ
または年間ティングを行う場合。
ティングを行う場合。
劇的に摩擦を削減したシーリング

大きな摩擦が加わるシーリング
シャフトが一定の深さで固定
押し込みが不要

チップの装填と排出が容易

最大12kg*の力を必要とするLTS以外のピペッ–– 最大
12kg*の力を必要とする
LTS以外のピペットを使用している場合。
トを使用している場合。

• 予防は、筋骨格系障害や反復過労損傷を減らす
筋骨格系障害や反復過労損傷を減らす鍵
鍵です。
です。

* 12kg*の力に等しいもの

標準的なチップで確実なシールを実現するには、使用者の力（と粘り強さ）に大きく依存します。従 来のピペットシャフト

小さな
子どもを
抱き上げる

の先端とチップは円錐形であるため、密閉性は使用者の強さとチップ素材の柔軟性に依存します。さらに、チップの形状はメーカーによって異なり、シールの安定性や分注量の精度に
影 響を与えます。LTS のシャフトとチップは円筒形で、チップの内側に独自のシールリングがあります。チップはシャフトに簡単にスライドし、正しく装着されると停止し、毎回完 璧な

ハンマーで
杭を打つ
手動の缶切りを回して缶詰を開ける

シールを行います。LTS のチップは、一度装着されると落下す
ることはありません。

ピペッティングと人間工学のホワイトペーパーはこちら

mt.com/pipetting-ergo
7

Pipettes

Pipet-Lite XLS+ 手動シングルチャンネルピペット
実感できるパフォーマンス

レイニン Pipet-Lite XLS+ は、快適性、性能、操作性に新たな基準を打ち立てます。
幅広い容量サイズの LTS と汎用タイプをご用意しています。

スムースな操作
XLS+ ピペットのシーリングシステムは、スムーズで高精度ながら最小限の押す力でプランジャーストロークをコントロールできます。慎重なピペッティング操作が必要な用途に最適です。

高精度

快適性 •手にフィットするハンドル、フィンガーフック、
軽量スプリング、スムーズなシーリングシステ
ムにより 1日を通して快適にご使用いただけます。

高品質の素 材を採 用し、耐久性に優れた設 計により、
XLS+ピペットは、長期にわたって優れた性能を発揮します。

オートクレーブ対応
XLS+ シングルチャンネルピペットは、簡単にオートクレー
ブができる設 計です。シールとピストンとシャフトのリ
キッドエンドが 可能です。オートクレーブを行っても、性能や外観には影響はありません。

優れたチップイジェクター •高密度ポリマー製チップイジェクターは、オート
クレーブ処理 が可能です。さらに化学薬品や物
理的損傷にも高い耐性があります。イジェクター
は、1ステップの簡単な操作で取り外すことができます。

ピペットの仕様については 24 ページをご覧ください

8

METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin• 高度なアセット管理
レイニン XLS/XLS+ ピペットに内蔵されている
RFID チップは、SmartStand および PipetteX ソ
フトウェアによって読み取られ、校正データ
を保存、表示します。詳細については、68 ページを参照してください。

• 安全な容量ロック

Pipet-Lite XLS+ LTSタイプ（L）

容量 調 節ロックにより、思いがけない容量設 定の狂いを防止し、手袋をしたまま で もす ばや い
容 量 調 節 が 可 能 です。

品番

製品名

容量範囲

17014393

Pipet-Lite LTS Pipette L-2XLS+

0.1–2 µL

17014388

Pipet-Lite LTS Pipette L-10XLS+

0.5–10 µL

17014392

Pipet-Lite LTS Pipette L-20XLS+

2–20 µL

17014384

Pipet-Lite LTS Pipette L-100XLS+

10–100 µL

17014391

Pipet-Lite LTS Pipette L-200XLS+

20–200 µL

17014405

Pipet-Lite LTS Pipette L-300XLS+

20–300 µL

17014382

Pipet-Lite LTS Pipette L-1000XLS+

100–1000 µL

17014390

Pipet-Lite LTS Pipette L-2000XLS+

200–2000 µL

17011790

Pipet-Lite Pipette LTS L-5000XLS

500–5000 µL

17011783

Pipet-Lite Pipette LTS L-10MLXLS

1–10 mL

17011788

Pipet-Lite Pipette LTS L-20MLXLS

2–20 mL

レイニン LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。

Pipet-Lite XLS+ 汎用タイプ（SL）

LTS の詳細については 6 ページをご参照ください。

品番

製品名

容量範囲

17014413

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-2XLS+

0.1–2 µL

17014409

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-10XLS+

0.5–10 µL

17014412

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-20XLS+

2–20 µL

17014408

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-100XLS+

10–100 µL

17014411

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-200XLS+

20–200 µL

17014414

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-300XLS+

20–300 µL

17014407

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-1000XLS+

100–1000 µL

17014410

Pipet-Lite Pipette, Unv. SL-2000XLS+

200–2000 µL

17011801

Pipet-Lite Pipette Unv SL-5000XLS

500–5000 µL

17011795

Pipet-Lite Pipette Unv SL-10MLXLS

1–10 mL

汎用チップをご使用ください。

9

Pipettes

E4 XLS+ 電動シングルチャンネルピペット
シンプルで、優れた機能性と安全性

レイニンのピペットの中で最も取り扱いが簡単で、豊富な機能を備えた電動ピペットです。幅広い容量サイズの LTS と汎用タイプをご用意しています。
E4 XLS+ は作業に合わせて、シンプルにも高度にも簡単に設定することができます。
• 大型のカラー液晶画面、ジョイスティックによるコントロール、グラフィック・インターフェイス
により、各機能とピペットの操作の切り替えが容易にできます。

• 機能が高度にカスタマイズ可能であるだけでなく、後から再度使用するために複数のプロトコルを本体保存することができます。
データは最も重要です。E4 XLS+ は高度な信頼性を提供します。

• 「Smart」な充電スタンド
Smar tStand は最大 4 つの E4 を同時に充電可能。ラボ内のすべての XLS ピペットを追跡し、管理するシンプルで洗練された方法を提供します。詳細は 68 ページをご参照ください。

パフォーマンス

プロトコルを保存可能

マイクロプロセッサで制御された高性能ステッピングモー
ターは、4000 ステップで制御でき、極めて高精度の液体測定を提供します。耐久性が高く、長年にわたって信頼性のある結果をご提供します。

内蔵メモリに複数のカスタムプロトコルを保存できます。
ジョイスティックのシンプルな動作により、プロトコルのレ
ビューと選択が同時に可能 。何度も繰り返してプロトコルを再入力する必要がありません。

アプリケーションを極めるピペット
E4 の多様なモードは連続分注、扱いづらい薬液のピペッ

高度な設定が可能
E4 の管理モードにより、ピペットをお好みのままに設定でティング、複雑なプロトコルのピペッティング等に最大の利便性をもたらします。

きます。不要なモードを削除する、あるいは設 定でロックすることで利便性と安全性が実現します。

10 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin• GLP/GMP準拠
極めて安全かつ迅速に本体に保存されたサービスデータにアクセスすることができます。サービスが必要な時期になるとお知らせするアラームへのアクセスをパスワード保護することで、校正順守エラーを回避でき、プロトコルの設定をロックすることで、ピペッティングの SOP 偏差を最小限に抑えることができます。

E4 XLS+ LTSタイプ（E4）

GLP

品番

製品名

17014484

E4 Electronic Pipette, LTS E4-10XLS+

17014487

E4 Electronic Pipette, LTS E4-20XLS+

2–20 µL

17014483

E4 Electronic Pipette, LTS E4-100XLS+

10–100 µL

17014486

E4 Electronic Pipette, LTS E4-200XLS+

20–200 µL

容量範囲

0.5–10 µL

17014488

E4 Electronic Pipette, LTS E4-300XLS+

20–300 µL

17014482

E4 Electronic Pipette, LTS E4-1000XLS+

100–1000 µL

17014485

E4 Electronic Pipette, LTS E4-2000XLS+

200–2000 µL

17012312

E4 Electronic Pipette LTS E4-5000XLS

500–5000 µL

17012313

E4 Electronic Pipette LTS E4-10MLXLS

1–10 mL

17012314

E4 Electronic Pipette LTS E4-20MLXLS

2–20 mL

レイニン LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。

E4 XLS+ 汎用タイプ（SE4）

リチウムイオンバッテリーとACアダプタが付属しています。

品番

製品名

容量範囲

17014491

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-10XLS+

0.5–10 µL

17014494

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-20XLS+

2–20 µL

17014490

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-100XLS+

10–100 µL

17014493

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-200XLS+

20–200 µL

17014495

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-300XLS+

20–300 µL

17014489

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-1000XLS+

100–1000 µL

17014492

E4 Electronic Pipette, Unv. SE4-2000XLS+

200–2000 µL

17012353

E4 Electronic Pipette Unv. SE4-5000XLS

500–5000 µL

17012354

E4 Electronic Pipette Unv. SE4-10MLXLS

1–10 mL

汎用チップをご使用ください。
リチウムイオンバッテリーと AC アダプタが付属しています。
ピペットの仕様については、24 ページをご参照ください。

11

Pipettes

XLS+ マルチチャンネルピペット
実感できるパフォーマンス

電動と手動、8 チャンネルと12 チャンネル
0.5〜1200 µL の容量に対応
LTS タイプをご用意しています。

E4 XLS+ 電動マルチチャンネル
XLS+ マルチチャンネルは他に類のない機能、
スピード、精度を提供• シングルチャンネルモデルと同様の機能と簡単な操作• E4 は連続分注とオートペースを装備• 全チャンネルで一貫性のあるサンプル吸引を実現し、チップの取り外しに要する力を軽減

品番

製品名

容量範囲

E4 XLS+ マルチチャンネル

8チャンネル

17013792

E4 Multi Pipette E8-10XLS+

0.5–10 µL

17013793

E4 Multi Pipette E8-20XLS+

2–20 µL

17013794

E4 Multi Pipette E8-50XLS+

5–50 µL

17013795

E4 Multi Pipette E8-200XLS+

20–200 µL

17013796

E4 Multi Pipette E8-300XLS+

20–300 µL

17014498

E4 Pipette Multi E8-1200XLS+

100–1200 µL

12チャンネル
17013797

E4 Multi Pipette Multi E12-10XLS+

0.5–10 µL

17013798

E4 Multi Pipette Multi E12-20XLS+

2–20 µL

17013799

E4 Multi Pipette Multi E12-50XLS+

5–50 µL

17013800

E4 Multi Pipette Multi E12-200XLS+

20–200 µL

17013801

E4 Multi Pipette Multi E12-300XLS+

17014499

E4 Pipette Multi E12-1200XLS+

LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。
リチウムイオンバッテリーと AC アダプタが付属しています。
ピペットの仕様については、25 ページをご参照ください。

12 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

20–300 µL
100–1200 µL

チャンネル間の一貫性
XLS+ はその画期的な新技術により、業界最高レベルのチャンネル間の一貫性を実現しています。

A 社 • 1200 µL

VS.

B 社 • 1200 µL
レイニン XLS+ 1200 µL

C 社 • 1200 µL

Pipet-Lite XLS+ 手動マルチチャンネル

品番

Pipet-Lite XLS+ マルチチャンネル• 優れたバランス、軽量、軽いプランジャー• 堅牢かつ高い耐久性

容量範囲

8チャンネル

人間工学設計と一貫性のあるサンプル吸引• 簡単な容量調節ロックで、容量設定の狂いを防止

製品名

17013802

Pipet-Lite Multi Pipette L8-10XLS+

0.5–10 µL

17013803

Pipet-Lite Multi Pipette L8-20XLS+

2–20 µL

17013804

Pipet-Lite Multi Pipette L8-50XLS+

5–50 µL

17013805

Pipet-Lite Multi Pipette L8-200XLS+

20–200 µL

17013806

Pipet-Lite Multi Pipette L8-300XLS+

20–300 µL

17014496

Pipet-Lite Pipette Multi L8-1200XLS+

100–1200 µL

17013807

Pipet-Lite Multi Pipette L12-10XLS+

0.5–10 µL

17013808

Pipet-Lite Multi Pipette L12-20XLS+

2–20 µL

17013809

Pipet-Lite Multi Pipette L12-50XLS+

5–50 µL

17013810

Pipet-Lite Multi Pipette L12-200XLS+

20–200 µL

17013811

Pipet-Lite Multi Pipette L12-300XLS+

20–300 µL

17014497

Pipet-Lite Pipette Multi L12-1200XLS+

100–1200 µL

12チャンネル

LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。
仕様については 25 ページをご参照ください。

13

Pipettes

アジャスタブルスペーサー

チューブからプレートまで簡単に移動！
6 および 8 チャンネルで、標準的な 9mm間隔から14mm または
19mm へ変更できます。
LTS タイプをご用意しています。

Pipet-Lite XLS 手動アジャスタブプルスペーサー
片手でチップの間隔を変更可能
すばやく、便利
チップの間隔を自由に調整可能

可動範囲
6 チャンネル : 9 〜19 mm
8 チャンネル : 9 〜14 mm

複数のフォーマット
24 、48 、96 ウェルプレート、およびさまざまなチューブフォー
マットで使用可能

アプリケーション
ゲノム、プロテオミクス、細胞のアッセイといった用途に最適

品番

製品名

容量範囲

Pipet-Lite XLS

6チャンネル17011841

Pipet-Lite Adjustable Spacer LA6-300XLS

20–300 µL

17011840

Pipet-Lite Adjustable Spacer LA6-1200XLS

100–1200 µL

8チャンネル17011844

Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-50XLS

17011843

Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-300XLS

20–300 µL

17011842

Pipet-Lite Adjustable Spacer LA8-1200XLS

100–1200 µL

LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。
仕様については 25 ページをご参照ください。

14 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

5–50 µL

Rainin

E4 XLS 電動アジャスタブルスペーサー
異なるフォーマットも問題なし！
簡単、正確、そして繰り返し設定可能なノズル間隔
リミッターダイヤルで可動範囲の上限の位置を設定します。
次に間隔調整ダイヤルを回して、9 mm から設定した位置まで自由に調整できます。本体に刻まれたスペーシングマー
クでチップの間隔を目視で確認できます。フォーマットを迅
速かつ頻繁に変更する場合に最適です。

品番

製品名

容量範囲

E4 XLS

6チャンネル

17012327

E4 Adjustable Spacer LTS EA6-300XLS

20–300 µL

17012328

E4 Adjustable Spacer LTS EA6-1200XLS

100–1200 µL

8チャンネル

17012329

E4 Adjustable Spacer LTS EA8-50XLS

17012330

E4 Adjustable Spacer LTS EA8-300XLS

20–300 µL

17012331

E4 Adjustable Spacer LTS EA8-1200XLS

100–1200 µL

5–50 µL

LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。
リチウムイオンバッテリーと AC アダプタが付属しています。
仕様については 25 ページをご参照ください。

15

Pipettes

NanoRepNEW

電動連続分注器
最大1,000 回分の等量を自動分注。容器と容器の接触は不要• 軽量で快適なグリップ• 揮発性、粘性、高濃度液体の移送に最適• ノータッチオフ（非接触）分注• 最小容量100nL、最小可変容量10nLの微量分注が可能• 1回の吸引で最大1,000 分注が可能

サンプル、試薬、シリンジチップを最大 1,000 回分まで保存可能：
100µL（写真）、10mL、50mL

ノータッチオフ分注でコンタミネー
ションを回避 - 100nL 分注まで可能

NanoRep

本体ならびにアクセサリ
品番

製品名30568171

Electronic Repeater Pipette NanoRep

17012878

Wall Power Supply E4-NanoRep-WPS

30584027

Rail Hang Ups NanoRep

30575784

Stand NanoRep

16 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

クッション付きジョイス
ティックで操作可能

NanoRep シリンジチップ | 仕様
チップ容量
mL

楽にチップを排出

10%

系統誤差
50%

100%

0.1

10 µL
± 1.6%

50 µL± 0.9%

100 µL± 0.9%

10

1 mL± 0.4%

5 mL± 0.4%

10 mL± 0.3%

50

5 mL± 0.25%25 mL± 0.25%50 mL± 0.25%

10%

偶然誤差
50%

100%

0.1

10 µL
≤ 2.5%

50 µL≤ 0.8%

100 µL≤ 0.5%

10

1 mL≤ 0.35%5 mL≤ 0.2%

10 mL≤ 0.15%50

5 mL≤ 0.45%25 mL≤ 0.2%

50 mL≤ 0.1%

チップ容量mL

鮮明なカラースクリーンで、視認性がよく作業進捗を視覚的
に確認

チップ容量

フィンガーフックにより、リラックスした握り心地と操作性を実現

左右のボタンまたはジョイスティックで快適に吐出できます。NanoRep は、時間間隔を調整して自動的に吐出することもできます。

mL

最小吐出量
μL

最小可変容量
μL

0.1

0.1

0.01

10

10

1

50

50

5

シリンジチップ
NanoRep Syringe Tips

品番

最大容量

数量

30575705

0.1 mL

30575777

0.1 mL

25 本

30575707

10 mL

100 本

30575779

10 mL

25 本

30575789

50 mL

25 本

30575781

50 mL

25 本

100 本
滅菌済

滅菌済

滅菌済

mt.com/NanoRep
17Pipettes

レイニン Pos-D

ポジティブディスプレイスメント式ピペット
高密度、粘度、また蒸気圧の高い液体に最適

密度や粘性、蒸気圧の高いサンプル（洗剤、PEG 、クロロホルム、アルコール、血清など）取り扱いにくい液体でも信頼性の高いピペッティングを実現します。
快適性
人間工学に基づいて設計された Pos-D によって、作業中でも手を休めることができます。

簡単に装填可能そのまま使用できる滅菌済キャピラリが使いやすいラックに入っています。

クロスコンタミネーションを防止
ポジティブディスプレイスメント式により、エアゾールの生成が防止され、サンプルを汚染から保護します。

キャピラリ / ピ ストン

Pos-D ピペット

17008575

Positive-Displacement Pipette MR-10

0.5–10 µL

17008576

Positive-Displacement Pipette MR-25

3–25 µL

17008577

Positive-Displacement Pipette MR-50

20–50 µL

17008578

Positive-Displacement Pipette MR-100

10–100 µL

17008579

Positive-Displacement Pipette MR-250

50–250 µL

17008580

Positive-Displacement Pipette MR-1000

100–1000 µL

17008604

Pipette Tips C POSD 10µL S 180/3

10 µL

3

180

17008605

Pipette Tips C POSD 25µL S 180/3

25 µL

3

180

17008606

Pipette Tips C POSD 50µL S 180/3

50 µL

3

180

17008607

Pipette Tips C POSD 100µL S 180/3

100 µL3

180

17008608

Pipette Tips C POSD 250µL S 180/3

250 µL3

180

17008609

Pipette Tips C POSD 1000µL S 180/3

1000 µL

3

180

18 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

ート
ン

済
菌
滅

数

チッ
プ

ラッ
ク

製品名

最

品番

大

容

量

/カ

ート
ン

数量

/カ

容量








Rainin

Good Pipetting Practice（GPP）

精確なピペット操作とメンテナンスの重要性
機器の性能は熟練したオペレーターにより改善されますが、GPP によりラボでのエラーを減らし、結果の信頼性と再現性を改善できます。キーとなるのは実験に影響する要因をよりよく理解し、アプリケーション固有の技術を学習することです。

Good Pipetting Practice™（GPP™）によるデータ品質の向上 – ピペッティングの正確さと再現性を最大にするためのメトラー・トレドの包括的かつ体系的なアプローチです。

日常点検：検証とサービス
ラボ内のピペットの手入れをし、サービスをいつ行うべきかを学びます。

5
RoutineOperation

4
Calibration

1
Evaluation

GPP

評価：ニーズの確認
アプリケーションの変数、許容
値 、そ の 他 の 側 面 を 評 価 し
ます。

TM

2
Selection
選定：最適なツールの選択

校正：校正証明書
校正されていないピペットのリスクを認識し、QuickCheck を使用し次の校正までの間のピペットの精度を評価する方法を学びます。

3
Training

特定のアプリケーションに適したツールを選 択することにより、正確で再 現可能なデー
タを生成する可能性を最大限に引き出します。

トレーニング：正しい使用方法の確認
アプリケーション固有のピペッティング技
術により、ワークフローを最適化し、結果を改善します。また、人間工学に基づいて
ピペッティングの不快感と負傷を最小限に抑える方法を学びます。

詳細およびお申込みはWEBにて受付中

www.mt.com/gpp
19

Pipettes

ピペットスターターキット
14 種類のキットでレイニンピペットをお得に利用
それぞれのスターターキットには SmartStand* と PipetteX** ソフトウェア
が付属しています。
•

全てのピペットの校正やサービスの管理•

その場でピペットの校正ステータスを表示•

E4 XLS+ の電動ピペットの急速充電が可能•

LTS と汎用タイプのキットをご用意* SmartStand の詳細については 66 ページをご参照ください。
* *PipetteXソフトウェアの詳細については 68 ページをご参照ください

LTS

30386733
30386736
30386735

UNV

30386598
30386730



30386732

20 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin




10
0

0µ

L

0µ

L

Sm
wi ar t S
th tan
so d
ftw
are

ル

µL
20

ャン
ネ

20

0µ

L1
2チ

ル

ル

20

µL

L8
0µ
20

µL

ャン
ネ














30386731



30386740

















30386739

12
チ

チャ
ンネ

ル






30386734

8チ

ャンネ

30386737

µL









20

L










00

10
0





50

0µ

L
20

30386599



20




30386597

0µ

µL

L

30386738

10
µ

2µ

L
品番

シングルチャンネル
電動

マルチチャンネル
手動

20

シングルチャンネル
手動









Rainin

ピペットスターターキット（SmartStand付属なし）

新たなラインアップを加えてスターターキットがリニューアル！全7種類
PL+スターターキットの内容はPL+シングルピペット22ページに掲載しています。
それぞれのスターターキットにはマグネットハングアップあるいはスタンドとチップがついたお得なセットです。

品番30456871
LTS手動シングル3本セット （20, 200, 1000µL）

品番30456872
汎用手動シングル3本セット（20, 200, 1000µL）＊同梱の 10µL チップはセットのピペットには適合しない為、別途レイ
ニン・他社の汎用 2または 10µL ピペットにご使用ください。

品番30579367
LTS手動シングル4本セット（2, 20, 200, 1000µL）

品番30579472
LTS手動8連マルチ2本セット（20, 200µL）

写真のセットの他に品番30579469 LTS手動シングル4本セット（2, 10, 20, 200µL、マグネットハングアップ6個、適合チップ3ラック）と品番30579471 LTS手動12連
マルチ2本セット（20, 200µL、マグネットハングアップ3個、適合チップ2ラック）があります。
シングルチャンネル
手動

UNV

30579469

Pipette Starter PL-LTS 2,10,20,200 µL HU

30579472

Pipette Starter PL-LTS L8-20,L8-200 µL HU30579471

Pipette Starter PL-LTSL12-20,L12-200 µLHU

30456872

HU Start Kit PL-UNV 20,200,1000 µL

30720659

PL+ Starter Kits UNV SCP EN




















ル

ル

ャン
ネ

L1
2チ

ャン
ネ

12
チ

L8






0µ



µL



0µ



µL

0µ

µL



20





20

Pipette Starter PL-LTS 2,20,200,1000 µL HU

2030579367

20

HU Start Kit PL-LTS 20,200,1000 µL

10030456871

20

商品名

10
µ

2µ

品番

20

LTS

L

L

L

0µ

L

8チ

ャン
ネ

チャ
ンネ

ル

ル

マルチチャンネル
手動

21

Pipettes

ピペットライトPL+ シングルチャンネル
優れた正確性と快適な操作性

高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット。
LTS と汎用タイプをご用意しています。
優れた正確性と再現性を持ち、長時間におけるピペッティング後も軽くてスムーズな操作を行えます。
丈夫で快適な操作性
高品質の素材を採用し、耐久性に優れたピペットライト PL+ は長期に渡って優れた性能を発揮します。容量調節ロックにより偶発的な容量設定の狂いを防止し、手袋をしたままでも素早い容量調節が可能です。

親指への負担を軽減
軽いプランジャーのスプリングとスムーズなシーリングは親指の力を軽減させピペッティングの正確性を向上させます。またチップイジェクター内部がチップを取り外す際に力を吸収する構造により、親指の負担とストレスを軽減します。

正確性と再現性

Pipet-Lite PL 汎用タイプ（SL）

Pipet-Lite PL LTSタイプ（L）

レイニンのピペッティングテクノロジーはリキッドハンドリングの際、優れた正確性と再現性を発揮します。

品番

製品名

30231225

Pipette L-2PL+ EN

0.1 - 2 µL

30231226

Pipette L-10PL+ EN

0.5 - 10 µL

30231227

Pipette L-20PL+ EN

2 - 20 µL

30231228

Pipette L-100PL+ EN

10 - 100 µL

30231229

Pipette L-200PL+ EN

20 - 200 µL

30231230

Pipette L-1000PL+ EN

100 - 1000 µL

30231231

Pipette L-5000PL+ EN

500 - 5000 µL

30231232

Pipette L-10MLPL+ EN

1000 µL - 10 mL

30231217

Pipette SL-2PL+ EN

0.1 - 2 µL

30231218

Pipette SL-10PL+ EN

0.5 - 10 µL

30231219

Pipette SL-20PL+ EN

2 - 20 µL

30231220

Pipette SL-100PL+ EN

10 - 100 µL

30231221

Pipette SL-200PL+ EN

20 - 200 µL

30231222

Pipette SL-1000PL+ EN

100 - 1000 µL

30231223

Pipette SL-5000PL+ EN

500 - 5000 µL

30231224

Pipette SL-10MLPL+ EN

1000 µL - 10 mL

30720659

PL+ Starter Kits UNV SCP EN

10,200,1000 µL

22 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

LTS ピペットには、専用のLTS チップをご使用ください。
仕様については 24 ページをご参照ください。

容量範囲

PL+ スターターキット

品番30720659（10, 200, 1000μL）
UNV手動シングル3本セット
4本立てピペットスタンド1個適合チップ各6ラック・計18ラック

Rainin

ピペットライトPL+ マルチチャンネル
優れた正確性と快適な操作性

高度な人間工学的機能を備えたリーズナブルなピペット。
LTS タイプの 8 チャンネルと12 チャンネルをご用意しています。
LTS： 人間工学的なピペッティング
精密に作られたピペットシャフトとチップの 組み合わせのレイニン

Lite Touch System（ LTS）は PL + マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで軽い力で密閉性のあるシーリングを実現します。この特許を持った設計はチップの装着と取り外しに必要な力をほぼ取り除
いてくれます。

高精度
PL+マルチチャンネルピペットの全てのチャンネルで、チップとピペットシャフトがしっかりとシーリングされ、再現性を確保します。高品質の部品を使用した正確な製品設計により、全てのチャンネルで均一性のある吸引と分注が可能で、信頼性のある結果を提供します。

快適な操作性
軽いスプリングとピペットを握った際の力を和らげるフィンガーフック、
容量設定の狂いを防止する容量ロックにより、Pipet-Lite PL+ マルチチャ
ンネルピペットは長時間におけるピペッティング後も非常に快適な操作が行えます。プランジャーのストロークは軽く、最初から最後までスムーズで均一性のある操作が可能です。

優れたパフォーマンス
高度な技術で製造された Pipet-Lite PL+ マルチチャンネルピペットは優れたパフォーマンスを発揮します。プランジャーボタンを回し素早く正確な容量設定ができ、容量ロックをかけることにより偶発的な容量設定の狂いを防止します。
品番

製品名

容量範囲

8チャンネルPipette MCP L8-10PL+

0.5 - 10 µL

30537457 Pipette MCP L8-20PL+

2 - 20 µL

30537458 Pipette MCP L8-50PL+

5 - 50 µL

30537459 Pipette MCP L8-200PL+

20 - 200 µL

30537460 Pipette MCP L8-300PL+

30 - 300 µL

Pipet-Lite PL Multichannel

30537456

12チャンネル

30537461 Pipette MCP L12-10PL+

0.5 - 10 µL

30537462 Pipette MCP L12-20PL+

2 - 20 µL

30537463 Pipette MCP L12-50PL+

5 - 50 µL

30537464 Pipette MCP L12-200PL+

20 - 200 µL

30537465 Pipette MCP L12-300PL+

30 - 300 µL

LTS ピペットには、専用の LTS チップをご使用ください。
仕様についてはお問合せください。

23

Pipettes

ピペットの仕様

レイニンの空気置換式ピペットの容量範囲の10%、50%、100% における仕様
最小可変容量 µL

系統誤差

偶然誤差

手動ピペット•

Pipet-Lite XLS/ XLS+•

ピペットライトPL+

10 µL

動
電

0.002

n/a

定

0.2 µL%(±) µL%(≤) µL

12.0

0.024

6.0

0.012

1 µL

2.7

0.027

1.3

0.013

2 µL

1.5

0.030

0.7

0.014

2.5

0.025

1.2

0.012

1.5

0.075

0.6

0.03

1.0

0.1

0.4

0.04

7.5

0.15

2.0

0.04

10 µL

1.5

0.15

0.5

0.05

20 µL

1.0

0.2

0.3

0.06

3.5

0.35

1.0

0.1

50 µL

0.8

0.4

0.24

0.12

100 µL

0.8

0.8

0.15

0.15

1.0 µL0.02

0.01

5.0 µL

電動ピペット
•

動

2 µL

手

レイニンのシングル
チャンネルピペット

設

ピペット
容量

容

量

容量

10.0 µL

E4 XLS/ XLS+

20 µL

100 µL

シングルチャンネルピペット

200 µL

2 µL

10 µL

20 µL

0.02

0.2

0.2

0.02

0.1

0.2

2.5

0.5

1.0

0.2

0.8

0.8

0.25

0.25

0.8

1.6

0.15

0.3

2.5

0.75

1.0

0.3

150 µL

0.8

1.2

0.25

0.375

300 µL

0.8

2.4

0.15

0.45

3.0

3.0

0.6

0.6

0.8

4.0

0.2

1.0

0.8

8.0

0.15

1.5

3.0

6.0

0.6

1.2

100 µL200 µL
300 µL

1000 µL

30 µL

100 µL

0.5

2

0.2

1

500 µL
1000 µL
2000 µL

5000 µL

200 µL2

21000 µL

0.8

8.0

0.2

2.0

2000 µL

0.8

16.0

0.12

2.4

2.4

12.0

0.6

3.0

0.6

15.0

0.2

5.0

0.6

30.0

0.16

8.0

5.0

50.0

0.6

6.0

5 mL

1.0

50.0

0.2

10.0

10 mL

0.6

60.0

0.16

16.0

500 µL

5

52500 µL
5000 µL
10 mL

20 mL

24 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

1 mL

2 mL

20

20

10

5.0

100.0

0.6

12.0

10 mL

20

1.0

100.0

0.2

20.0

20 mL

0.6

120.0

0.16

32.0

Rainin

容量

系統誤差

偶然誤差（手動）

偶然誤差（電動）

手動ピペット

Pipet-Lite XLS/ XLS+
• Pipet-Lite XLS アジャ
•

20 µL

電動ピペット
••E4 XLS/XLS+
E4 XLS アジャスタブ
ルスペーサー定/電(±) µL%(≤) µL%(≤) µL0.02 / 0.01

4

0.04

5

0.05

3

0.03

5.0 µL

1.5

0.075

1.5

0.075

0.8

0.04

10.0 µL

1

0.1

0.5

0.05

0.5

0.05

7.5

0.15

4

0.08

3

0.06

1.5

0.15

1.5

0.15

1

0.1

2 µL

0.02

20 µL

マルチチャンネルピペット

ピペットライト PL+

%

10 µL

スタブルスペーサー•

動

1.0 µL

容

10 µL

手

レイニンのマルチチャンネルピペット

ピペット
容量

設

量

動

最小可変容量µL

50 µL

200 µL

300 µL

1

0.2

0.5

0.1

0.3

0.06

3.5

0.18

2

0.1

1.5

0.075

25 µL

1.2

0.3

0.5

0.125

0.4

0.1

50 µL

0.8

0.4

0.4

0.2

0.3

0.15

2.5

0.5

1.2

0.24

1

0.2

100 µL

0.8

0.8

0.25

0.25

0.25

0.25

200 µL

0.8

1.6

0.3

0.6

0.2

0.4

2.5

0.75

1.5

0.45

1

0.3

0.8

1.2

0.3

0.45

0.25

0.375

5 µL

20 µL

30 µL

0.05

0.2

0.5 / 0.2

150 µL
300 µL
1200 µL

0.8

2.4

0.25

0.75

0.2

0.6

3.6

3.6

1

1

0.6

0.6

600 µL

0.8

4.8

0.3

1.8

0.2

1.2

1200 µL

0.8

9.6

0.2

2.4

0.15

1.8

100 µL

2/ 1

仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

25

High-Throughput Pipetting System

96-チャンネルピペッティング

より速く、より精確なワークフロー
96 チャンネルピペッターは、より効率的で精確かつ信頼性の高い実験を可能にすることで、多くのライフサイエンス研究室に欠かせないツールとなっています。実験に必要な時間と労力を大幅に削減し、より高い精度と再現性を実現します。
創薬、ELISA 、プロテオミクス、セルベースアッセイなど、大規模なスクリーニングを伴う
ライフサイエンス用途で特に有用です。
人為的なミスが起こりやすいシングルチャンネルやマルチチャンネルピペットとは異なり、手動式や半自動式の96チャンネルピペッターは研究やスケールアップに最適で、多くの場合、より信頼性が高く再現性の高い結果を得ることができます。また、少量の液体を高い精度で分注することができるため、精密な測定を必要とする多くのライフサイエンス用途において重要です。
レイニンは、お客様のニーズに合った96チャンネルピペッターを提供しています。

• MicroPro – 最もコンパクトで、手頃な価格の先進的な96チャンネル半自動ピペッター。
• BenchSmart 96 – 4枚のプレートトレイを備え、マルチプレート操作を多用するラボに最適。
• Liquidator 96 – ワークフローのあらゆる側面を手動で管理したい研究者に最適。

96 / 384-ウェルプレートアプリケーション
交換可能ヘッド

BSL/PCRキャビネットでの使用
スモールフットプリント
低コスト

容量範囲

26 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

MicroPro

BenchSmart 96

Liquidator 96

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2-20 µL
5-300 µL

0.5-20 µL
5-200 µL
100-1000 µL

0.5-20 µL
5-200 µL

Rainin96 チャンネルピペッターがどのようにワークフローをスピードアップできるか
ELISA アッセイ
酵素結合免疫吸着測定法（ELISA ）は生物学的サンプル中のタンパク質や低分子を検出・定量する一般的な方法です。

96 チャンネルピペッターを使用すると、複数のウェルまたは洗浄ウェルに同時に試薬を移すことができ、ELISAアッセイに必要な時間と労力を大幅に削減できます。

ハイスループットスクリーニング
細胞ベースのアッセイ

96 チャンネルピペッターは、スクリー
ニング能力を大幅に向上させ、ワーク

細胞ベースのアッセイは、様々な刺フローを合理化します。ゲノム研究、

激に対する細胞の挙動を研究する

創薬スクリーニング、プロテオミクス

ために使用されます。

研究など、さまざまな用途で大量のサ

96 チャンネルピペッターを使用すンプルを迅速かつ正確にスクリーニン

れば、細胞、試薬、その他の成分をグできます。

迅速かつ正確に複数のウェルに移し替えることができ、ハイスループットの細胞ベースアッセイを行うことができます。

PCR/qPCR 増幅
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR ）は DNAや RNA 配列を増幅するために使用される方法です。

96 チャンネルピペッターを使用することで、PCR に必要な試薬を迅速かつ正確に移送することができ、プロセスを合理化し、スループットを向上させることができます。

プレート複製分析のためにプレートのコピーを複数作成することは、ライフサイエ
ンス研究で一般的に使用されていDNAシーケンス

ます。

DNA シーケンシングは、ゲノム研究で使96 チャンネルピペッターを使用す用される重要な技術です。

ると、おおもとのプレートの内容を迅速かつ正確に複数のプレートに96 チャンネルピペッターを使用すること
で、DNA シーケンシングに先立ち、多く複製して移すことができるので、効のサンプル前処理工程を迅速かつ正確率が向上し、エラーの可能性が減少に行うことができます。可能性が減少し

します。

ます。

27

High-Throughput Pipetting System

MicroPro
お手頃なポータブル 96 チャンネルピペッティング
MicroPro は、プレートの充填から複雑な多段階ワークフローまで、
96 および 384ウェルのマイクロプレート作業を簡素化かつ合理化します。

NEW

コンパクト、低価格で 使いやすい MicroPro は、
高解像度のタッチスクリーンにワイヤレスで接続し、直感的に操作可能です。
• 20 µL および 300 µL モデル• キャビネット/フード内に適したコンパクトサイズ• 複雑なワークフローを保存／検索• 直感的なタッチスクリーンインターフェース• 10 段階コントロール

ワークフローの簡素化

研究をサポート

カスタムプロトコール

タッチレスのチップイジェクトやプ

MicroPro は、分注、混合によるサンカスタムプロトコールは簡単に作成

ログラム 可 能 な P i p e t t i n g D e p t h

プル希釈、混合によるマルチ吸引なすることができ、プロトコールのニ

Recall 、複雑なマルチステッププロ
トコルの保存まで、MicroPro は生産

どの便利な機能を提供することによーズに沿った一連の指示とリキッド

り、単に試薬を添加、混合するだけ

ハンドリング手順を構築し、保存す性を高め、再現性を向上させます。

ではありません。

ることができます。

mt.com/MicroPro
28 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

RaininMicroPro チップ
革新的な独自設計の MicroPro ピペットチップとチップカートリ
ッジは、96 本すべてのチップのローディングに最小限の力で済みます。この大幅な力の軽減により、MicroPro は小型・軽量化を実現し、現在市場で最小級の卓上型ピペッティングプラット
フォームとなっています。MicroPro チップはレイニン MicroPro
のみで使用できます。容量 20 µL および 300 µL の滅菌済みチッ
プとフィルター付き滅菌済みチップ（いずれも低吸着チップ）があります。

MicroPro
MicroPro

品番

容量

説明

30835029

20 µL

0.5-20 µL MicroPro 2030835028

300 µL

5-300 µL MicroPro 300

30835030

Two-Tray Dual Nest, MPR 96/96

MicroPro用チップは34ページを参照ください。

29

High-Throughput Pipetting System

BenchSmart 96
セミオート96 および 384ウェルピペッティング
手動ピペッティングの速度や柔軟性を備えた自動リキッドハンドリングの正確性と再現性

セミオートの BenchSmart 96 は吸引吐出作業で生じる不確かさを実質的に取り除くことで、再現性を高めています。
• ゲノミクス、プロテオミクス、および細胞ベースの分析のために半自動 化された 96 および 384 ウェルプレート
処理システムです。
•

BenchSmart は、96 チャネルのピペッティングヘッドの位置を正確かつ簡単にコントロールできます。

•

4 つのトレイが並んで配置されているため、トレイとリザーバーを交換する必要性を最小限に抑え、時間節約とエラーリスクの軽減につながります。

スマートなハイスループット

3つのピペッティングヘッド

時間とコストを節約

大きなタッチスクリーンのキーパッドにより、シンプルなワンステップ手
順の実験から、複雑で複数の手順を要する実験まで、プロトコルの設計、保存、呼出が簡単に行えます。

0.5-20 µL ヘッドで精緻な微量サ
ンプルワークを、5-200 µL ヘッド
で日常的な研究室のプレートワー
クを、100-1000 µL ヘッドでサン
プル調製とプレートウオッシュなどを、それぞれ実施可能です。

BenchSmart96 はチップとリザーバー
を 交 換 する必 要 度 を 減らすことで 、
ワークフロ−を簡 素 化してスピードアップを図っています。

30 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

ワークフローをスピードアップ
2 つのソリューションプロトコルに BenchSmart を使用すると、チップとトレーの交換が必要な通常の 2 つのトレーのシステムの場合よりも、リキッドハンドリングの回数を減らすことがで
きます。
リザーバー
B

4
リザーバー Bチップ

96または 384
ウェル トレイ

2
リザ
ーバ
ーA

96または 384

リザーバー A

チ
ッ
プ

チップ

ウェル トレイ

3
1

2 つのトレイ

4 つのトレイ BenchSmart 96

BenchSmart 96

アクセサリ

BenchSmart 96

品番

製品名

容量

説明

20 µL

0.5-20 µL BenchSmart 96, ヘッド付

30296705

BenchSmart96 20ul BST-96-20

30296706

BenchSmart96 200ul BST-96-200

200 µL

5-200 µL BenchSmart 96, ヘッド付

30296707

BenchSmart96 1000ul BST-96-1000

1000 µL

100-1000 µL BenchSmart 96, ヘッド付

30296708

BenchSmart 96 20µl Head

20 µL

ピペッティングヘッド 0.5-20 µL, BenchSmart 96

30296709

BenchSmart 96 200µl Head

200 µLピペッティングヘッド 5-200 µL, BenchSmart 96

30296780

BenchSmart 96 1000µl Head

1000 µL

ピペッティングヘッド 100-1000 µL, BenchSmart 96

17010394

Plate Adapter 384 Wht LIQ-384PA–

384ウェルアダプタプレート、白17010791

Plate Adapter 384 Blk LIQ-384PA-B–

384ウェルアダプタプレート、黒BenchSmart のリザーバー、プレート、マット、ストリップの詳細は 33 ページをご参照ください

31High-Throughput Pipetting System

Liquidator 96
手動のハイスループットピペッティング
ゲノミクス、プロテオミクス、細胞アッセイで 96 および 384ウェルプレート
を手動で正確に処理します。

迅速かつ極めて直感的な操作が可能なLiquidator
96 は、ゲノム、プロテオミクス、細胞のアッセイなどのワークフローを効率化して、プレート複製の簡素化、連続希釈、プレート洗浄あるいは 96 および384ウェルフォーマット間の迅速なサンプル移動が行えます。
Liquidator 96 は、PCR 、qPCR 、DNA シーケンスおよびジェノタイピング実験に適した最高精度を提供します。1台で、高精度の 96ウェル ELISA アッセイ、機能アッセイ、細胞生存度アッセイあるいは細胞走化性アッセイをすべて実施できます。
• 容量範囲：0.5〜20µL と5〜200µL のモデル
• 電源やプログラミング不要：容量を設定し、ピペッティン
グするのみ• 4 つのプレート設置プラットフォーム：一度に最大 3 枚のプレートを処理可能

すぐに利用可時間の節約

エラーの削減プログラミングや大掛かりなト
レーニングが不要であるため、初めての方でもすぐに使用できます。

Liquidator はデータの品質を犠牲にすることなく96 ウェルプ
レートをわずか 6 秒程で処理で9 6 ウェルすべてを同時にピ

32 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

きます。

ペ ッ ティン グ す る こと で 、Liquidator は列やウェルの見逃しや二重充填のリスクを排除します。

Rainin

LIQ 96

Liquidator 96
品番

製品名

説明

17014207

Liquidator 96 2-20 µL LIQ-96-20

0.5-20 µL ベンチトップ ピペッティングシステム

17010335

Liquidator96, 5-200 µL LIQ-96-200

5-200 µL ベンチトップ ピペッティングシステム

LIQ 96 Accessories

LIQ-AP、LIQ-AP-20、LIQ384PA、LIQ-TRAY、3 個のチップ用ラックが標準付属していますので、すぐに使用できます。

17014270

Liquidator Adjustment Post LIQ-AP-20

高さ調整棒 4 本入り、0.5〜20µL モデル用

17010396

Height Adjustment Post LIQ-AP

高さ調整用棒 4 本入り、5〜200µL モデル用

17010394

Plate Adapter 384 Wht LIQ-384PA

384 ウェルアダプタプレート、白17010791

Plate Adapter 384 Blk LIQ-384PA-B

384 ウェルアダプタプレート、黒17011118

Low-vol Tip Adapter Wht LIQ-20PA

20µL チップトレイアダプタ、白リザーバー

SBS フットプリントポリプロピレンリザーバー（再利用可）
品番

製品名

説明

17012602

Rsvr LowPro Pyr-bot LR-R1-PB-5

未滅菌

ロープロファイル 96 ピラミッド型ボトム

5 個入パック

17012603

Rsvr LowPro Pyr-bot Strl LR-R1-PB-5-S

滅菌済

ロープロファイル 96 ピラミッド型ボトム

5 個入パック 個別包装

17012604

Rsvr StdPro Pyr-bot LR-R2-PB-5

未滅菌

標準プロファイル 96 ピラミッド型ボトム

5 個入パック

17012605

Rsvr StdPro Pyr-bot Strl LR-R2-PB-5-S

滅菌済

標準プロファイル 96 ピラミッド型ボトム

5 個入パック 個別包装

17012608

Rsvr 8ch LowPro V-bot LR-R1-8V-5

未滅菌

ロープロファイル 8 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック

17012609

Rsvr 8ch LowPro V-bot Strl LR-R1-8V-5-S

滅菌済

ロープロファイル 8 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック

17012606

Rsvr 8ch StdPro V-bot LR-R2-8V-5

未滅菌

標準プロファイル 8 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック

17012607

Rsvr 8ch StdPro V-bot Strl LR-R2-8V-5-S

滅菌済

標準プロファイル 8 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック 個別包装

17012612

Rsvr 12ch LowPro V-Bot LR-R1-12V-5

未滅菌

ロープロファイル 12 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック

17012613

RSVR 12CH LP V-B STER LR-R1-12V-5-S

滅菌済

ロープロファイル 12 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック 個別包装

17012610

Rsvr 12ch StdPro V-bot LR-R2-12V-5

未滅菌

標準プロファイル 12 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック

17012611

RSVR 12CH SP V-B STER LR-R2-12V-5-S

滅菌済

標準プロファイル 12 チャンネル V 字型ボトム

5 個入パック 個別包装

アクセサリ

ディープウェルプレート、マット
17012623

RSVR 2.2ML SQ Well LR-P2-96P-5

未滅菌

2.2 mL 96 ディープウェルプレート

5 個入パック

17012624

RSVR 2.2ML SQ STER LR-P2-96P-5-S

滅菌済

2.2 mL 96 ディープウェルプレート

5 個入パック 個別包装

17012625

96 Well Plate 2.2 mL LR-P2-96-M-5

未滅菌

ポリマーシーリングマットフィット96ディープウェルプレート

5 個入パック

17012626

96 Well Plate 2.2 mL Strl LR-P2-96-M-5-S

滅菌済

ポリマーシーリングマットフィット96ディープウェルプレート

5 個入パック 個別包装

33

High-Throughput Pipetting System

96 - チャンネルプラットフォーム用チップ
ハイスループットLTS Tips

LQR LTS 20µL 960/10

20 µL

10

960

17011186

LQR LTS 20µL S 960/10

20 µL

10

960

17011117

LQR LTS 20µL F 960/10

20 µL

10

960

17010645

LQR LTS 200µL 960/10

200 µL

10960

17010647

LQR LTS 200µL S 960/10

200 µL

10960

17010646

LQR LTS 200µL F 960/10

200 µL

10960

30281704

LQR LTS 1000µL 960/10

1000 µL

1096030296781

LQR LTS 1000µL S 960/10

1000 µL

1096030296782

LQR LTS 1000µL F 960/10

1000 µL

10960

17014399

LQR LTS 20µL LS 960/10

20 µL

10

960

17014400

LQR LTS 20µL FL 960/10

20 µL

10

960

17014401

LQR LTS 200µL LS 960/10

200 µL

10

960

17014402

LQR LTS 200µL FL 960/10

200 µL

10960

30296783

LQR LTS 1000µL LS 960/10

1000 µL

1096030296784

LQR LTS 1000µL FL 960/10

1000 µL

10960

17011187

LQS LTS 20µL 960/10

20 µL

10

960

17011287

LQS LTS 20µL S 960/10

20 µL

10

960

17010648

LQS LTS 200µL 960/10

200 µL

10960

17010649

LQS LTS 200µL S 960/10

200 µL

10

960

17014403

LQS LTS 20µL LS 960/10

20 µL

10

960

17014404

LQS LTS 200µL LS 960/10

200 µL

10960

63305398

MPR 20µL LS 4800/50

20 µL

50

4800

63305397

MPR 20µL LF 4800/50

20 µL

50

4800

63305400

MPR 300µL LS 4800/50

300 µL

50

4800

63305399

MPR 300µL LF 4800/50

300 µL

50

4800

タ

済
菌

ロー
リテ
ンシ
ョン

17011185

フィ
ル

/カ

/カ

チッ
プ

ラッ
ク

数

量
容
製品名

最

大

Tips in Racks
Tips in Stacks

品番

特長

ート
ン

数量
ート
ン

容量

滅

BenchSmart 96およびLiquidator 96ベンチトップピペッター専用（1000µLはBenchSmart のみ）


 

 











 

 

 









MicroPro Tips

MicroPro 用ラックチップ

34 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin



  


  

RaininMicroPro

Liquidator 96

BenchSmart 96

96-チャンネルプラットフォームの仕様

モデル / 最大容量

20 µL

200 µL

1000 µL

容量範囲

小容量 0.5 – 20 µL

中容量 5 – 200 µL

大容量 100 – 1000 µL

系統誤差（チャンネルあたり）

20 µL: ± 1.0% (0.20 µL)
10 µL: ± 1.2% ( 0.12 µL)
2 µL: ± 6.0% ( 0.12 µL)
1 µL: ± 12% (0.12 µL)

200 µL: ± 1.0% (2.0 µL)
100 µL: ± 1.0% (1.0 µL)
20 µL: ± 2.0% (0.40 µL)
5 µL: ± 5.0% (0.25 µL)

1000 µL: ± 1.0% (10 µL)
500 µL: ± 1.0% (5.0 µL)
100 µL: ± 2.5% (2.5 µL)

偶然誤差（チャンネルあたり）

20 µL:
10 µL:
2 µL:
1 µL:

200 µL:100 µL:
20 µL:
5 µL:

最小可変容量0.02 µL

モデル / 最大容量

20 µL

200 µL

容量範囲

2 – 20 µL

5 – 200 µL

系統誤差（チャンネルあたり）

20 µL: ± 1.0% (0.20 µL)
10 µL: ± 1.2% (0.12 µL)
2 µL: ± 6.0% (0.12 µL)
1 µL: ± 12% (0.12 µL)

200 µL: ± 1.0% (2.0 µL)
100 µL: ± 1.0% (1.0 µL)
20 µL: ± 2.0% (0.40 µL)
5 µL: ± 5.0% (0.25 µL)

偶然誤差（チャンネルあたり）

20 µL:
10 µL:
2 µL:
1 µL:

200 µL:100 µL:
20 µL:
5 µL:

最小可変容量0.02 µL

0.2 µL

モデル / 最大容量

20 µL

300 µL

容量範囲

2 – 20 µL

5 – 300 µL

系統誤差（チャンネルあたり）

20 µL: ± 1.0% (0.20 µL)
10 µL: ± 1.5% ( 0.15 µL)
2 µL: ± 5.0% ( 0.10 µL)

300 µL: ± 1.0% (3.0 µL)
150 µL: ± 1.5% (2.25 µL)
30 µL: ± 1.5% (0.45 µL)
15 µL: ± 2.0% (0.30 µL)

偶然誤差（チャンネルあたり）

20 µL: ≤ 0.5% (0.10 µL)
10 µL: ≤ 1.0% (0.10 µL)
2 µL: ≤ 3.0% (0.06 µL)

300 µL: ≤ 1.0% (3.0 µL)
150 µL: ≤ 1.0% (1.50 µL)
30 µL: ≤ 1.0% (0.30 µL)
15 µL: ≤ 2.0% (0.30 µL)

最小可変容量0.01 µL

0.1 µL≤ 0.80% (0.16 µL)≤ 1.0% (0.10 µL)≤ 5.0% (0.10 µL)≤ 10% (0.10 µL)

≤
≤
≤
≤

0.40% (0.80 µL)
1000 µL: ≤ 0.40% (4.0 µL)
0.80% (0.80 µL)
500 µL: ≤ 0.40% (2.0 µL)
1.5% (0.30 µL)
100 µL: ≤ 1.25% (1.25 µL)
3.5% (0.175 µL)

0.2 µL≤ 0.80% (0.16 µL)≤ 1.0% (0.10 µL)≤ 5.0% (0.10 µL)≤ 10% (0.12 µL)

1 µL≤ 0.50% (1.00 µL)≤ 0.80% (0.80 µL)≤ 1.5% (0.30 µL)≤ 3.5% (0.175 µL)

35

Speciality Pipettes

レイニン SP+/SP ピペットコントローラー
指先での簡単操作 – 100mL までの大容量に対応

NEW

優れた人間工学、最先端技術、ユニークなヘッド、大容量のリキッド
ハンドリングに対応する伸縮式ヘッドを採用。
スピードと使いやすさを提供します。

伸縮ヘッド（SP+）

マグネット式
ハングアップ接続部

キャビネット/フード内で使用する場合に、特に快適性を発揮します。

速度が可変、強い力は不要
吸引/ 吐出速度を簡単に調整できるため、多種多様な溶液や培地に対応し、繊細な細胞を保護することができます。

軽量で使いやすい
エルゴノミクス設計により、軽量でバランスに優れ、握りやすい設計になっています。サポートフレームが付属しているため、使用の合間はベンチに置くことができます。

幅広い容量に対応
1 m L - 10 0 m L の 範 囲 の すべ ての セ ロロ ジ カル ピペットに 対 応
し、0.1mL - 100 mL の液体を吸引し分注することができます。
吸引／吐出調節ボタン

大容量バッテリー
1 回の充電で 15 時間、わずか 10 分の充電でも最長 1 時間使 用できます。

SP Pipette Controller

SP+
品番

製品名

説明

30671414

Rainin SP Pipette Controller

レイニンSP ピペットコントローラー

30671415

Rainin SP+ pipette controller

レイニンSP+ ピペットコントローラー

30621244

Filter SP/SP+

フィルタ（1 個）

30695285

Sterilized Filter SP/SP+

滅菌済みフィルター（1 個）

30671310

Magnetic hang-up SP/SP+

マグネット式 Hang-up

30621248

Support frame SP/SP+

サポートフレーム

30671311

Power adapter SP/SP+

電源アダプタ30621241

Aspiration Cone SP/SP+

吸引コーン

30621247

Pipette Adaptor SP/SP+

ピペットアダプタ

36 METTLER TOLEDO www.mt.com/raininSP

mt.com/Rainin-SPplus

Raininアプリケーション

使用環境

対象の液体

• 細胞培養• 実験台• バッファー

• 微生物培養• バイオセーフティキャビネット

• 化学物質• サンプル調整（DNA/RNA/タンパク質抽出）• クリーンベンチ• 培地• ドラフト

伸縮ヘッド

吸引コーン
アセンブリ

バッテリー表示

サポートフレー
ムアタッチメント用溝

吐出速度調節吸引速度調節

本製品の発売に伴い17011733 Pipet-X pipette コントローラーは販売を終了しています。
17011745 Pipet-X 交換用膜フィルタ: 0.2 µm 滅菌済は後継品の新しいフィルタが使用できます。

Pipet-X

アクセサリ

販売終了製品アクセサリ

17011744

Silicone Adaptor PX-SA

17011746

Battery Pipet-X PX-NIMH

Pipet-Xチェックバルブ付きシリコンア
ダプタ

Pipet-X バッテリー（ニッケル水素）

37

Speciality Pipettes

QuickFlow アスピレーター

便利、快適、スマートな吸引器
レイニン QuickFlow ベンチトップアスピレーターは、
人間工学性に優れ、幅広い機能、利便性を兼ね備えています。作動ボタンに圧力をかけ続けずに連続フローを選択する機能、過剰充填を防ぐ液面センサ、ほとん
どのメディアタイプに対応する複数のアダプタなどがあります。ハンドルとアダプタキットを別々に購入することもできます。
特長• 可変速コントロール• 非接触型液面センサ• スナップ式コネクターで組み立て/ 解体が容易• ボトルとキャップがオートクレーブ可能• 細胞培養フードの下にフィット• 交換可能なアダプタ• シングルおよびマルチチャンネルアダプタは、汎用チップに適合オプションで LTS ハンドルキットをご購入頂くと LTS チップでもご使用いただけます。
• チューブ分割用にスプリッター付きのセットもご用意

QuickFlow

品番

製品名30519826

Aspirator QuickFlow 4L W/S UNV EN

30519824

Handle kits QuickFlow UNV EN

30519825

Handle kits QuickFlow W/S UNV EN

30524505

Bottle Kits QuickFlow 4L

30524507

Handle Hook QuickFlow Accessory

30520489

Filter kits QuickFlow Accessory

30551534

Handle Kits QuickFlow LTS EN

30551535

Handle Kits QuickFlow W/S LTS EN

38 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

簡単に液体吸引作業をアップグレード！
レイニンのクイックフローハンドルキット（3つのアダプタ付）
で、セントラルバキュームシステムに簡単に取り付けられます。

シングルチャンネルアダプタ
用途に合わせた幅広いライン
ナップのユニバーサルフィット

セロロジカルアダプタ
標準的なガラス製または
プラスチック製のパスツール
ピペットに適合連続フローオプション
指の負担を軽減する
吸引スイッチ8-channel adapter

詰まり防止設計

システムアップグレード

独自の流路設計が詰まりを防ぎ、性能を長期間持続させます。

QuickFlow ハンドルとチューブは、お手持ちのバキュームシステムに簡単に取り付けられます。

人間工学に基づいた
デザイン
片手でチップを排出できる便利な設計です。

手入れが簡単QuickFlow ハンドル、アダ
プター、チューブは洗浄が簡単で、オートクレーブ滅菌が可能です。

39

Speciality Pipettes

QuickFlow Lite アスピレーター
便利、静か、シンプルな吸引器

レイニン QuickFlow lite ベンチトップアスピレータのあらゆる側面が、長年に渡るトラブルフリーの性能を保証するためにテストされ精査されてきました。使いやすく、掃除しやすく、そして何より手にやさしいです。

真空チューブ（青色）特長• 人間工学設計• シンプルで安全• わずかな設置面積• 細胞培養フードの下にフィット• 交換可能なアダプタ• 可変速コントロール• 二重フィルター保護• 簡単なクイックスクリューコネクター組み立て/ 解体• シングルおよびマルチチャンネルアダプタは、LTSまたは汎用チップで使用

ステータスインジケーター

オン／オフ

QuickFlow Lite

品番

製品名

30551511

Aspirator QuickFlow Lite 4L UNV EN

30551532

Aspirator QuickFlow Lite 4L LTS EN

30519824

Handle kits QuickFlow Standard

30519825

Handle kits QuickFlow w/Splitter

30551534

Handle Kits QuickFlow LTS EN

30551535

Handle Kits QuickFlow W/S LTS EN

30520489

Filter kits QuickFlow Accessory

30551514

Bottle Kits QuickFlow Lite 4L

30524507

Handle Hook QuickFlow Accessory

40 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

可変速コントロール

RaininRAININ QuickFlow Lite
クランプロッド

クイックスクリューコネクター
クイックスクリューコネクターを使 用して、簡単で直 感 的な分 解と組み立てがで きるように 設 計 されています。液 体と 接 触 する 部 分 は すべ て 掃 除 が 簡 単で、オートクレーブ処理が可能です。

流体フローチューブ（透明）4リットルの収集ボトル
収集ボトルは簡単に持ち上げて交換。

連続、非連続フローセレクター
連続または非連続モードの選択および吸引量が選択できます。

8チャンネルアダプター
シングルチャネルピペット向けのアダプターと付け替えも可能です。

人間工学設計のハンドル

41

Speciality Pipettes

AutoRep S
手動連続分注器
幅広い容量と豊富なシリンジで、高精度のパフォーマンスを実現します。
手動連続分注器 AutoRep S は操作が簡単、かつ軽量で手に優しくフィットします。

2µL 〜50mL の範囲での連続分注作業に高いコストパフォーマンスを示します。

アクセサリ

AutoRep E

AutoRep

連続分注器

最大 49 回まで分注ができます。
品番

製品名

説明

17013008

AutoRep Manual Pipette AR-S

AutoRep S

17013009

Shelf Mount Autorep SM-ARS

AutoRep S

棚取付けホルダー

17013010

Volume Table Autorep S VT-ARS

AutoRep S

容量表

17003233

Battery AutoRep E AR-BA

AutoRep E

NiMH バッテリーパック

手動連続分注ピペット、

2 µL to 50 mL

エンコードシリンジ

販 売 終了製 品アクセサリ ※ AutoRep E は終 売になっております

品番

製品名

17007399

Encode Syr 0.1 mL ENC-100

0.1 mL

100 本

17007400

Encode/Syr Sterile 0.1 mL ENC-100S

0.1 mL

100 本

17001871

Encode Syringe 0.5 mL ENC-500

0.5 mL

100 本

17001872

Encode Syringe Strl 0.5 mL ENC-500S

0.5 mL

100 本

17013004

Encode Syringe 1 mL ENC-1000

1 mL

100 本

17013002

Encode Syringe Sterile 1 mL ENC-1000S

1 mL

100 本

17001873

Encode Syringe 1.25 mL ENC-1250

1.25 mL

100 本

17001874

Encode Syringe Srtrl 1.25 mL ENC-1250S

1.25 mL

100 本

17001877

Encode Syringe 2.5 mL ENC-2500

2.5 mL

100 本

17001878

Encode Syringe Strl 2.5 mL ENC-2500S

2.5 mL

100 本

17001883

Encode Syringe 5 mL ENC-5ML

5 mL

100 本

17001884

Encode Syringe Strl 5 mL ENC-5MLS

5 mL

100 本

17013005

Encode Syringe 10 mL ENC-10ML

10 mL

100 本

17013003

Encode Syringe Sterile 10 mL ENC-10MLS

10 mL

100 本

17001875

Encode Syringe 12.5 mL ENC-12ML

12.5 mL

100 本

17001876

Encode Syringe Strl 12.5 mL ENC-12MLS

12.5 mL

100 本

17001879

Encode Syringe 25 mL ENC-25ML

25 mL*

50 本

17001880

Encode Syringe Strl 25 mL ENC-25MLS

25 mL*

25 本

17001881

Encode Syringe 50 mL ENC-50ML

50 mL

*

25 本

17001882

Encode Syringe Strl 50 mL ENC-50MLS

50 mL*

25 本

17001885

Encode Syringe 0.1-12.5 mL ENC-SET

17000546

Adapter 25/50 mL Syringe ENC-10ADP

17000547

Adapter 25/50 mL Strl Syringe ENC-ADPS* アダプタ一つ含む ** アダプタ

42 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

説明

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

滅菌済

エンコードセット、未滅菌、各 20 本

0.5, 1.0, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 mL
25/50 mL**
25/50 mL**
個別包装

10 個パック
5 個パック

滅菌済Rainin

Disp-X ボトルトップディスペンサー
大容量の液体処理に最適

安全機能により、予期しない液こぼれからユーザーを守り、スムーズで問題のない操作を確実にします。

優れた化学的適合性
ハイグレードな不活性材料を使用しており、最初から最後の一滴まで試薬の純度を確保することができます。
安全機能を搭載
排出チューブとクロージャーキャップにより、予期しない吐出や腐食性液体のこぼれを防止します。
明確で簡単なコントロール
調整可能なコントロールつまみで容量設定が簡単です。
柔軟なオプション

アクセサリ

Disp-X

伸縮性のある充填チューブは、異なる様々なボトルのサイズに適合します。

品番

製品名

説明

30373527

Disp-X Bottle Dispenser 0.5-5mL

Disp-X 0.5–5 mL ボトルトップディスペンサー

30373528

Disp-X Bottle Dispenser 1-10mL

Disp-X 1–10 mL ボトルトップディスペンサー

30373529

Disp-X Bottle Dispenser 2.5-25mL

Disp-X 2.5–25 mL ボトルトップディスペンサー

30373750

Disp-X Bottle Dispenser 5-50mL

Disp-X 5–50 mL ボトルトップディスペンサー

30373751

Discharge Tube DX-5/10 105 mm

Disp-X 排出チューブ

5 または 10 mL

30373752

Discharge Tube DX-25/50 120 mm

Disp-X 排出チューブ

25 または 50 mL

30373753

Filling Tube DX-5/10 125-240 mm

Disp-X 充填チューブ

5 または 10 mL

長さ 125–240 mm

30373754

Filling Tube DX-5/10 250-480 mm

Disp-X 充填チューブ

5 または 10 mL

長さ 250–480 mm

30373755

Filling Tube DX-25/50 170-330 mm

Disp-X 充填チューブ

25 または 50 mL

長さ 170–330 mm

30373756

Filling Tube DX-25/50 250-480 mm

Disp-X 充填チューブ

25 または 50 mL

長さ 250–480 mm

30373757

Filling Valve for DX-5 and DX-10

Disp-X 充填バルブ

5 または 10 mL

30373758

Filling Valve for DX-25 and DX-50

Disp-X 充填バルブ

25 または 50 mL

30373759

Discharge Valve for DX-5 and DX-10

Disp-X 排出バルブ

5 または 10 mL

30373760

Discharge Valve for DX-25 and DX-50

Disp-X 排出バルブ

25 または 50 mL

43Pipette Tips

レイニンのプラスチック削減への取り組み
より環境に優しいチップラックソリューション

レイニンは持続可能性の目標を達成するために、廃棄物を削減するピペットチ
ップラックのオプションを数多く提供しています。
プラスチックラックの廃棄物を削減するために、3つのアプローチを採用しています：•

プラスチック、特に #5 ポリプロピレンの使用量を減らします。これらはリサイクルにより製品（ドアマット、木箱など）にダウンサイクルされます。

•

ポリプロピレンを PET に置き換えることで、より広くリサイクルされ、リサイクルされた PET は同じか類似の製品（飲料用ボトルや TerraRack の原料）にすることができます。

•

プラスチック製部品を避け、代わりに植物繊維のような堆肥化可能な天然素材を使用。

以下に示すプラスチックの節約は、現在の標準的な1000 µL のポリプロピレン製チップラックを基準として計算したものです。計算に使用した部品には、ラックベース、蓋、チップデッキ、スリーブ（リフィル）、プラス
チック包装が含まれます（チップは含まれません）。実際のプラスチック削減率は、ラックのサイズによって若干異なります（10 µL ラックは1000 µL ラックより小さい、など）。2018年に導入した現在の標準ラック
は、それに代わるラックよりもポリプロピレンの使用量が20%少ないため、以下に示す節約プラスチック量は、すでに削減されたプラスチックラックに上乗せされています。

80%
less

82%

less plastic

~98%
less

75%
less

バルクチップ

EarthRack

Green-Pak

最も持続可能なラックは使用しないラックです。そのため 、使 用 済
みのラックとウェハーにバルクでBioCleanUltra チップを手動補充す
ることは、一部のラボにとって合理的な選択肢となります。

Ear thRack はプラスチック廃棄物をほぼ完全に排除します。薄いポリ
プロピレンのチップデッキ以外は堆肥化可能で、急速に再生可能な植物繊維のみで作られています。EarthRack
はレイニンの標準ラックよりもプラ
スチック使用量を最大 82%削減しています。

レイニン 標 準ラック用の G r e e n Pak および Green-PakSpaceSaver

44 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

詰 め 替 えシステム は プ ラスチッ
ク廃 棄 物 を 最 大 8 0 % 削 減します。Green-Pak の SpaceSaver スリーブと Green-Pak 密封詰め替えパックは、どちらもリサイクル性の高い #1 PET から作られています。

RaininRack Anatomy

Refill Systems
SleeveEngineered to easily
dispense 8 or 10 wafers,
pre-loaded with tips, intoa standard Rainin rack.

Tip Deck
The strength required forloading multichannels makes
polypropylene hard to avoid.

Blister Packs

Base and LidSingle refill wafers withfiltered tips.

A rack‘s most plastic-intensive
components.

60%
less

50%

Baselineless

ステーブルスタック

TerraRack

レイニンスタンダードラック

レイニン S t abl e S t ak マルチレイ
ヤーシステムは、生産量の多いマ
ルチチャンネル作業用に設計されています。頑 丈 なベースに 5 つ のレイヤーがマウントされ、1レイヤ
ーあたり192 チップの StableStak
は、96 チップラック10 本分に相当します。

TerraRack はレイニンの標準ラックより 50% 少ないプラスチックで構成されているだけでなく、ほぼ
全 体 が #1 P E T で 作 ら れて います。TerraRack は分解や圧縮が簡単
で、廃棄物としての体 積を大幅に削減します。

ほとんどのピペットチップラックと同様、レイニンのスタンダードラッ
クも100% ポリプロピレン（ #5）
製で、強 度と耐久性に優れています。このラックは 2018 年に再設計
され 、ポリプロピレンの含有量を20% 削減しました。

45

Pipette Tips

EarthRack チップ

堆肥化可能な生分解性チップラック
EarthRackは、堆肥化が容易で生分解性の精製セルロースを主原料としています。小型でリサイクル可能なポリプロピレン製チップデッキが唯一のプラスチック部品であるためEarthRackはプラスチックの使用と廃棄を大幅に削減します。
20µL、200 µL、1000µLがあります。
レイニン LTS LiteTouch システム専用です。

NEW

数量

特長

10

960

30807967

ER LTS 200µL F 960G/10

200 µL 2

10960

30808038

ER LTS 1000µL F 768G/8

1000 µL8

7682、10 、20 µLのピペットに装着可

2





タ
フィ
ル

20 µL 1済ER LTS 20µL F 960G/10

菌30807966

滅

チッ
プ

/カ

/カ
ラッ
ク

数

量
容
製品名

大

品番

最

EarthRack
1

ート
ン

ート
ン

容量





50 、100 、200 µLのピペットに装着可

mt.com/EarthRack
46 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

RaininEarthRack はレイニン Ear thRack 製品は、セルロース
ベースのチップラックのために特別に開発された、包括的なテストプロセスと仕様である BioClean Green の基準を満たしています。
E a r t h R a c k は 植 物由 来 の天 然 素 材 から作られており、BioClean Green は生物学的汚染物質がないことを保証するため、より広範で綿密な品質試験手順を採用
しています。例えば、セルロースを使用しているため、葉緑体 DNA の追加検査が必要です。DNase と RNaseのテストは、チップの性能を完全に保証するために、それぞれのヌクレアーゼについて 3 つの別々のテストを含むように拡張されました。

規格
BioClean Green Test Limits of Detection (LODs)
Human DNA

<0.32 pg

Bacterial DNA<0.032 pg

Plant (chloroplast) DNA<0.032 pg

DNase (three tests)• Gel electrophoresis≤10-7 KU/µL• Kunitz Assay≤10-4 KU/µL• qPCR≤10-5 KU/µL

RNase (three tests)• Gel electrophoresis≤10-5 KU/µL• Kunitz Assay≤10-5 KU/µL• RT-qPCR≤10-5 KU/µL

Endotoxin (LPS)≤0.01 EU/mL

Protein<2 ng/tipProtease<500 ng/mL

PCR inhibitors

None detected

地球にやさしいプラスチック廃棄物を削減

炭素の削減

EarthRack の蓋とベースは、生
分 解 性の 竹とサトウキビの セルロースで構成されており、適切な施 設で堆 肥化することができます。埋立地に放置されても生分解されます。

EarthRack を採用することで、

Ear thRack のセルロース成分は、堆従来のラックよりもプラスチッ
ク使用量を最大 75 ％ 削減することができます。

肥化、焼却、埋め立て処分されても、大気中の CO2 を増加させません。植物が成長する過程で吸収された炭素は、そのまま大気中に戻されます。

47

Pipette Tips

TerraRack チップ

環境に優しいラック
軽量で、廃棄物が少なく、100％リサイクル可能

TerraRack は、画期的な新コンセプトで生まれたチップ用ラックです。
プラスチックの使用量が従来と比べて半量以下で、完全にリサイクル可能です。例えば、ヒンジ式の TerraRack シェルの素材は、容易にリサイクル可能な PETE が用いられています。

BioClean チップ入り TerraRack は滅菌済でオートクレーブ滅菌を行う必要はありません。
幅広い容量サイズの LTS と汎用タイプをご用意しています。

廃棄物の削減100％リサイクル可能

滅菌済

従来のラックよりもプラスチック使
用 量 が 5 0 % カットさ れ て いる た
め、TerraRack は極めて圧縮性に優れています。廃棄する場合も、保管する場合も場所を取りません。

TerraRack は完全にリサイクル可能
で あり、そ の 多 くの 部 分 の 素 材 にPETE を用いているため、リサイクルが極めて容易です。

TerraRack は滅菌済です。クリーン48 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

なチップを汚染されたラックに配置する可能性がある従来の充填シ
ステムとは異なり、TerraRack により常 にフレッシュでクリーンな 作
業を確保できます。

Rainin

UNV TerraRackートン

17014960 Pipette Tips TR LTS 20µL S 960A/10

20 µL 110960

17014961 Pipette Tips TR LTS 20µL F 960A/10

20 µL 110960

17014962 Pipette Tips TR LTS 250µL S 960A/10

200 µL 2

10960

17014963 Pipette Tips TR LTS 200µL F 960A/10

200 µL 2

10960

17014964 Pipette Tips TR LTS 300µL S 768A/8

300 µL

8768

17014965 Pipette Tips TR LTS 300µL F 768A/8

300 µL

8768

17014966 Pipette Tips TR LTS 1000µL S 768A/8

1000 µL

8768

17014967 Pipette Tips TR LTS 1000µL F 768A/8

1000 µL

8768

17014968 Pipette Tips TR LTS 1200µL S 768A/8

1200 µL

8768

17014969 Pipette Tips TR LTS 1200µL F 768A/8

1200 µL

8768

17014970 Pipette Tips TR UNV 10µL S 960A/10

10 µL

10

960

17014971 Pipette Tips TR UNV 10µL F 960A/10

10 µL

10

960

17014972 Pipette Tips TR UNV 10µL GS 960A/10

10 µL

10

960

17014973 Pipette Tips TR UNV 10µL GF 960A/10

10 µL

10

960

17014974 Pipette Tips TR UNV 20µL F 960A/10

20 µL

10

960

17014975 Pipette Tips TR UNV 100µL F 960A/10

100 µL

10

960

17014977 Pipette Tips TR UNV 200µL F 960A/10

200 µL

10

960

17014976 Pipette Tips TR UNV 250µL S 960A/10

250 µL

10

960

17014978 Pipette Tips TR UNV 300µL S 768A/8

300 µL

8768

17014979 Pipette Tips TR UNV 300µL F 768A/8

300 µL

8768

17014980 Pipette Tips TR UNV 1000µL S 768A/8

1000 µL

8768

17014981 Pipette Tips TR UNV 1000µL F 768A/8

1000 µL

8

768

滅

菌

済

/カ

チッ
プ

/カ
ラッ
ク

最

製品名

数

量
1

大

容

TerraBase

TerraRack

TerraRack

品番
























タ

特長

フィ
ル

数量

ート
ン

容量

TerraBase

シャ
フト
ガー
ド

LTS TerraRack


















TerraRack アクセサリの TerraBase（オートクレーブ滅菌可能）
17014982

Base TerraRack ShortTerraRack Base - ショート；10 〜 300µL TerraRack に対応

17014983

Base TerraRack Tall

TerraRack Base - トール；1000/1200µL TerraRack に対応

2、10 、20 µLのピペットに装着可

2

50 、100 、200 µLのピペットに装着可

49

Pipette Tips

環境に優しい詰め替えパック
少ない廃棄物、省スペース

スペースセーバーラックは省スペースかつチップの詰め替えが簡単で、プラスチック廃棄物を最小限に抑えることができます。
幅広い容量サイズの LTS と汎用タイプをご用意しています。

グリーンパック スペースセーバー

一般のラックより80%の廃棄物を削減

早い
数秒でラックに詰めるこ
とが可能

クリーン
チップを汚染から保護

便利
ラックの上に重ねて、上から押すだけの簡単な
詰め替え

省スペース
8 段または 10 段入り

グリーンパック

個別包装された詰め替えパック

フィルタチップ
フィルタチップユーザー
にとって最適な詰め替え
パック

クリーン
各リフィルは完全に密封包装

簡単
チップに触れることなく詰め替え可能

環境に優しいリサイクル可能な PETE
製の保護シェル

50 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Recycled PET!

Rainin空ラック

グリーンパック詰め替え* スペースセーバー

空ラック

グリーンパック詰め替え

Pipette Tips GPS LTS 20µL 960A/10

20 µL 11096030389297

Pipette Tips GPS LTS 20µL S 960A/10

20 µL 11096030389299

Pipette Tips GPS LTS 250µL 960A/10

200 µL 2

1096030389301

Pipette Tips GPS LTS 250µL S 960A/10

200 µL 2

1096030389303

Pipette Tips GPS LTS 300µL 768A/8

300 µL

8768

30389304

Pipette Tips GPS LTS 300µL S 768A/8

300 µL

8768

30389292

Pipette Tips GPS LTS 1000µL 768A/8

1000 µL

876830389294

Pipette Tips GPS LTS 1000µL S 768A/8

1000 µL

30389270

8

768

Pipette Tips GP LTS 20µL 960A/10

20 µL

1

10

960

30389275

Pipette Tips GP LTS 20µL S 960A/10

20 µL 11096030389274

Pipette Tips GP LTS 20µL F 960A/10

20 µL 11096030389277

Pipette Tips GP LTS 250µL 960A/10

200 µL 2

1096030389278

Pipette Tips GP LTS 250µL S 960A/10

200 µL 2

1096030389276

Pipette Tips GP LTS 200µL F 960A/10

200 µL 2

1096030389271

Pipette Tips GP LTS 1000µL 768A/8

1000 µL

876830389273

Pipette Tips GP LTS 1000µL S 768A/8

1000 µL

876830389272

Pipette Tips GP LTS 1000µL F 768A/8

1000 µL

876830389354

Tip Racks GPR LTS 20µL 0/10

20 µL

10

30389353

Tip Racks GPR XXX 250µL 0/10

200 µL

1030397667

Tip Racks GPR XXX 300µL 0/8

300 µL

830389351

Tip Racks GPR XXX 1000µL 0/8

1000 µL

830389283

Pipette Tips GPS UNV 10µL G 960A/10

10 µL

10

960

30389285

Pipette Tips GPS UNV 10µL GS 960A/10

10 µL

10

960

30389287

Pipette Tips GPS UNV 250µL 960A/10

250 µL

10960

30389289

Pipette Tips GPS UNV 250µL S 960A/10

250 µL

10960

30397665

Pipette Tips GPS UNV 300µL 768A/8

300 µL

8768

30397666

Pipette Tips GPS UNV 300µL S 768A/8

300 µL

8768

30389279

Pipette Tips GPS UNV 1000µL 768A/8

1000 µL

876830389281

Pipette Tips GPS UNV 1000µL S 768A/8

1000 µL

876830389258

Pipette Tips GP UNV 10µL 960A/10

10 µL

10

960

30389265

Pipette Tips GP UNV 10µL S 960A/10

10 µL

10

960

30389263

Pipette Tips GP UNV 10µL F 960A/10

10 µL

10

960

30389264

Pipette Tips GP UNV 10µL FG 960A/10

10 µL

10

960

30389267

Pipette Tips GP UNV 20µL F 960A/10

20 µL

10

960

30389262

Pipette Tips GP UNV 100µL F 960A/10

100 µL

10960

30389266

Pipette Tips GP UNV 200µL F 960A/10

200 µL

10960

30389268

Pipette Tips GP UNV 250µL 960A/10

250 µL

10960

30389269

Pipette Tips GP UNV 250µL S 960A/10

250 µL

10960

30389259

Pipette Tips GP UNV 1000µL 768A/8

1000 µL

876830389261

Pipette Tips GP UNV 1000µL S 768A/8

1000 µL

876830389260

Pipette Tips GP UNV 1000µL F 768A/8

1000 µL

876830389350

Tip Racks GPR UNV 10µL 0/10

10 µL

10

30389354** Tip Racks GPR LTS 20µL 0/10

10 µL

10

30389353

Tip Racks GPR XXX 250µL 0/10

250 µL

1030397667

Tip Racks GPR XXX 300µL 0/8

300 µL

830389351

Tip Racks GPR XXX 1000µL 0/8

1000 µL*グリーンパックスペースセーバーにラックはついていません。
**UNV 10 μL シャフトガードチップにも利用可 1 2、10、20μLのピペットに装着可

ート
ン
済

シャ
フト
ガー
ド
フィ
ル
タ

30389291

菌

製品名

特長

滅

チッ
プ

ラッ
ク

大

品番

最

* スペースセーバー

容

数

量

/カ

ート
ン

数量

/カ

容量





















 






  












8
2

50、100、200μLのピペットに装着可

51

Pipette Tips

96 本ダブルラック入りチップ

ステーブルスタックとステーブルラック
生産性が求められる環境、マルチチャンネルピペッティングに最適!
と汎用タイプをご用意しています。
LTS• より高い純度基準• 従来の高精度チップを採用• カラーの更新

ステーブルスタック

96 本ダブルラック段重ねで、1段に192 本入り

ステーブルラック96 本ダブルラックで、1段に192 本入り

形態

保護

迅速に装着

未滅菌、滅菌済、およびフィルタバージョンから選択可

ごみや汚染物質から保護

堅牢かつノンスリップラックでチップ装着が容易52 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin960

17005860

Pipette Tips SR LTS 20µL F 960A/5

20 µL 15960

17005864

Pipette Tips SR LTS 250µL 960A/5

200 µL 25960

17005863

Pipette Tips SR LTS 250µL S 960A/5

200 µL 25960

17005859

Pipette Tips SR LTS 200µL F 960A/5

200 µL 25960

17005867

Pipette Tips SR LTS 300µL 768A/4

300 µL

4

768

17005866

Pipette Tips SR LTS 300µL S 768A/4

300 µL

4

768

17005865

Pipette Tips SR LTS 300µL F 768A/4

300 µL

4

768

17007083

Pipette Tips SR LTS 1000µL 768A/4

1000 µL

4768

17007082

Pipette Tips SR LTS 1000µL S 768A/4

1000 µL

4768

17007081

Pipette Tips SR LTS 1000µL F 768A/4

1000 µL

4768

Pipette Tips SR LTS 1200µL 768A/4

1200 µL

4768

Pipette Tips SR LTS 1200µL S 768A/4

1200 µL

4768

17007084

Pipette Tips SR LTS 1200µL F 768A/4

1200 µL

4768

17005873

Pipette Tips SS LTS 20µL 960A/5

20 µL 15960

17005872

Pipette Tips SS LTS 20µL S 960A/5

20 µL 15960

17005875

Pipette Tips SS LTS 250µL 960A/5

200 µL 25960

17005874

Pipette Tips SS LTS 250µL S 960A/5

200 µL 25960

17005877

Pipette Tips SS LTS 300µL 768A/4

300 µL

4

768

17005876

Pipette Tips SS LTS 300µL S 768A/4

300 µL

4

768

17007090

Pipette Tips SS LTS 1000µL 768A/4

1000 µL

4768

17007089

Pipette Tips SS LTS 1000µL S 768A/4

1000 µL

4768

17005857

Pipette Tips SR UNV 300µL 768A/4

300 µL

4

768

17001128

Pipette Tips RC LTS 20µL 1000A/1

20 µL 1

1000

17001118

Pipette Tips RC LTS 250µL 1000A/1

200 µL 2

1000

17001132

Pipette Tips RC LTS 300µL 1000A/1

300 µL

1000

17001129

Pipette Tips RC LTS 1000µL 1000A/1

1000 µL

1000

17006324

Pipette Tips RC LTS 1200µL 1000A/1

1200 µL

1000

17001130

Pipette Tips RC LTS 2000µL 1000A/1

2000 µL

1000

17001133

Pipette Tips RC LTS 5000µL 1000A/1

5000 µL

1000

17001119

Pipette Tips RC LTS 10mL 200A/1

10 mL

200

17005940* Pipette Tips RC LTS 10mL S 75A/1

10 mL

75

Pipette Tips RC LTS 20mL 100A/1

20 mL

100

17005941* Pipette Tips RC LTS 20mL S 50A/1

20 mL

50

17001124

Pipette Tips RC UNV 10µL 1000A/1

10 µL

1000

17001123

Pipette Tips RC UNV 10µL G 1000A/1

10 µL

1000

17001116

Pipette Tips RC UNV 250µL 1000A/1

250 µL

1000

17001127

Pipette Tips RC UNV 250µL W 1000A/1

250 µL

1000

17001121

Pipette Tips RC UNV 1000µL 1000A/1

1000 µL

1000

17001125

Pipette Tips RC UNV 2000µL 1000A/1

2000 µL

1000

17001126

Pipette Tips RC UNV 2500µL 1000A/1

2500 µL

1000

17001117

Pipette Tips RC UNV 5000µL 1000A/1

5000 µL

1000

17001122

Pipette Tips RC UNV 10mL 200A/1

10 mL

200

17005939* Pipette Tips RC UNV 10mL S 75A/1

10 mL

75

* 個別包装1

2、10 、20μLのピペットに装着可

2

50 、100 、200μLのピペットに装着可

タ

ート
ン

17007086
17007085

済

5

フィ
ル

20 µL 1

菌

960

Pipette Tips SR LTS 20µL S 960A/5

滅

517005861/カ/カ

20 µL 1

チッ
プ

ラッ
ク

Pipette Tips SR LTS 20µL 960A/5

17001131

バルクチップ数量
容17005862

大

製品名

最

ステーブルラックステーブルスタック
バルクチップ

品番

特長

シャ
フト
ガー
ド
広
径

数量

ート
ン

容量


 

 

 

 

 











53

Pipette Tips

ラック入りチップ
SBS 標準チップパッケージ
取り外し可能な RT リムーバブルカバーラック
簡単、実用的、便利なパッケージ。幅広い容量サイズの LTS と汎用タイプをご用意しています。

• 50% のプラスチックを削減• ロックラッチ• ヒンジ付きカバー

Pipette Tips RT LTS 20µL F 960A/10

20 µL11096030389243

Pipette Tips RT LTS 250µL 960A/10

200 µL21096030389247

Pipette Tips RT LTS 250µL W 960A/10

200 µL21096030389245

Pipette Tips RT LTS 250µL S 960A/10

200 µL21096030389249

Pipette Tips RT LTS 250µL SW 960A/10

200 µL21096030389239

Pipette Tips RT LTS 200µL F 960A/10

200 µL21096030389253

Pipette Tips RT LTS 300µL 768A/8

300 µL

8768

30389255

Pipette Tips RT LTS 300µL S 768A/8

300 µL

8768

30389254

Pipette Tips RT LTS 300µL F 768A/8

300 µL

8768

30389211

Pipette Tips RT LTS 1000µL 768A/8

1000 µL

876830389217

Pipette Tips RT LTS 1000µL W 768A/8

1000 µL

876830389215

Pipette Tips RT LTS 1000µL S 768A/8

1000 µL

876830389220

Pipette Tips RT LTS 1000µL SW 768A/8

1000 µL

876830389212

Pipette Tips RT LTS 1000µL F 768A/8

1000 µL

876830389230

Pipette Tips RT LTS 1200µL 768A/8

1200 µL

876830389234

Pipette Tips RT LTS 1200µL S 768A/8

1200 µL

876830389231

Pipette Tips RT LTS 1200µL F 768A/8

1200 µL

876830389236

Pipette Tips RT LTS 2000µL 480A/8

2000 µL

8

48030389238

Pipette Tips RT LTS 2000µL S 480A/8

2000 µL

8

48030389237

Pipette Tips RT LTS 2000µL F 480A/8

2000 µL

8

48030389256

Pipette Tips RT LTS 5000µL 192A/8

5000 µL

819230389257

Pipette Tips RT LTS 5000µL S 192A/8

5000 µL

8

192

2、10 、20μl のピペットに装着可能

2

50 、100 、200μl のピペットに装着可能

54 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

タ

ード




フィ
ル

960

30389225

径10広20 µL1

済960

Pipette Tips RT LTS 20µL S 960A/10

シャ
フト
ガ

10

30389228

菌

20 µL1

滅/カ

Pipette Tips RT LTS 20µL 960A/10

チッ
プ

ラッ
ク

数

量
容

30389200

大

製品名

最

ヒンジ付きリムーバブルカバーラック
1

品番

特長

ート
ン

数量

ート
ン

容量

/カ

• BioClean Ultra




































Rainin

迅速な装着
堅牢で安全なラックにより、チップの装着が簡単

オートクレーブ可能
ラックはオートクレーブ可能で、オートクレーブ滅菌の多くの工程に耐性あり

さまざまな選択肢
未滅菌、滅菌済、フィルタチ
ップから選択可能

保護
ごみや汚染物質からの保護

ヒンジ付きリムーバブルカバーラック

30389163

Pipette Tips RT UNV 10µL 960A/10

10 µL

10

960

30389174

Pipette Tips RT UNV 10µL G 960A/10

10 µL

10

960

30389178

Pipette Tips RT UNV 10µL GS 960A/10

10 µL

10

960

30389181

Pipette Tips RT UNV 10µL S 960A/10

10 µL

10

960

30389172

Pipette Tips RT UNV 10µL F 960A/10

10 µL

10

960

30389175

Pipette Tips RT UNV 10µL FG 960A/10

10 µL

10

960

30389189

Pipette Tips RT UNV 20µL F 960A/10

20 µL

10

960

30389170

Pipette Tips RT UNV 100µL F 960A/10

100 µL

10960

30389186

Pipette Tips RT UNV 200µL F 960A/10

200 µL

10960

30389191

Pipette Tips RT UNV 250µL 960A/10

250 µL

10960

30389195

Pipette Tips RT UNV 250µL W 960A/10

250 µL

10960

30389193

Pipette Tips RT UNV 250µL S 960A/10

250 µL

10960

30389058

Pipette Tips RT UNV 300µL 768A/8

300 µL

8768

30389059

Pipette Tips RT UNV 300µL S 768A/8

300 µL

8768

30389136

Pipette Tips RT UNV 300µL F 768A/8

300 µL

8768

30389164

Pipette Tips RT UNV 1000µL 768A/8

1000 µL

876830389168

Pipette Tips RT UNV 1000µL S 768A/8

1000 µL

876830389165

Pipette Tips RT UNV 1000µL F 768A/8

1000 µL

876830389183

Pipette Tips RT UNV 2000µL 480A/8

2000 µL

8

48030389185

Pipette Tips RT UNV 2000µL S 480A/8

2000 µL

8

48030389184

Pipette Tips RT UNV 2000µL F 480A/8

2000 µL

8

48030389198

Pipette Tips RT UNV 5000µL 192A/8

5000 µL

819230389199

Pipette Tips RT UNV 5000µL S 192A/8

5000 µL

8

192

タ


 


 




フィ
ル

径
広

済
菌

シャ
フト
ガ

ード

ート
ン

特長

滅

数

チッ
プ

ラッ
ク

製品名

最

品番

大

容

量

/カ

ート
ン

数量

/カ

容量

























55

Pipette Tips

ローリテンション（低吸着）チップ
貴重なサンプル、試薬の無駄を防ぐ

レイニン LR ローリテンションチップは特に粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体をピペッティングする際、チップ内に残留する量を最小限に抑えることでピペッティング精度を向上させます。

LTS と汎用タイプをご用意しています。
ート
ン
菌

径

滅

広

済

/カ

/カ

チッ
プ

ラッ
ク

大
最

製品名

数

量
容

バルク

* スペースセーバー

ヒンジ付きリムーバブルカバーラック

品番特長30389227 Pipette Tips RT LTS 20µL L 960A/10

20 µL 11096030389229 Pipette Tips RT LTS 20µL LS 960A/10

20 µL 11096030389226 Pipette Tips RT LTS 20µL FL 960A/10

20 µL 11096030389244 Pipette Tips RT LTS 250µL L 960A/10

200 µL 2

1096030389248 Pipette Tips RT LTS 250µL LW 960A/10

200 µL 2

10

960



30389246 Pipette Tips RT LTS 250µL LS 960A/10

200 µL 2

1096030389250 Pipette Tips RT LTS 250µL LSW 960A/10

200 µL 2

1096030389240 Pipette Tips RT LTS 200µL FL 960A/10

200 µL 2

1096030389241 Pipette Tips RT LTS 200µL FLW 960A/10

200 µL

10

960


 

 

30389160 Pipette Tips RT LTS 300µL L 768A/8

300 µL

8768

30389161 Pipette Tips RT LTS 300µL LS 768A/8

300 µL

8768

30389162 Pipette Tips RT LTS 300µL FL 768A/8

300 µL

8768

30389214 Pipette Tips RT LTS 1000µL L 768A/8

1000 µL

876830389216 Pipette Tips RT LTS 1000µL LS 768A/8

1000 µL

876830389213 Pipette Tips RT LTS 1000µL FL 768A/8

1000 µL

876830389219 Pipette Tips RT LTS 1000µL LW 768A/8

1000 µL

876830389221 Pipette Tips RT LTS 1000µL LSW 768A/8

1000 µL

876830389218 Pipette Tips RT LTS 1000µL FLW 768A/8

1000 µL

876830389233 Pipette Tips RT LTS 1200µL L 768A/8

1200 µL

876830389235 Pipette Tips RT LTS 1200µL LS 768A/8

1200 µL

876830389232 Pipette Tips RT LTS 1200µL FL 768A/8

1200 µL

876830389296 Pipette Tips GPS LTS 20µL L 960A/10

20 µL 11096030389298 Pipette Tips GPS LTS 20µL LS 960A/10

20 µL 11096030389300 Pipette Tips GPS LTS 250µL L 960A/10

200 µL 2

1096030389302 Pipette Tips GPS LTS 250µL LS 960A/10

200 µL 2

1096030398985 Pipette Tips GPS LTS 300µL LS 768A/8

300 µL

8768

30389293 Pipette Tips GPS LTS 1000µL L 768A/8

1000 µL

876830389295 Pipette Tips GPS LTS 1000µL LS 768A/8

1000 µL

8768

217014340 Pipette Tips RC LTS 20µL L 1000A/1

20 µL

1000

17014341 Pipette Tips RC LTS 250µL L 1000A/1

200 µL 2

1000

17014342 Pipette Tips RC LTS 1000µL L 1000A/1

1000 µL

1000

2、10 、20μl のピペットに装着可能
2
50 、100 、200μl のピペットに装着可能









 
 







1

*グリーンパックスペースセーバーにラックはついていません。空ラックについては

56 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

51ページをご参照ください。

ロー
リテ
ンシ
ョン
フィ
ル
タ

数量

ート
ン

容量










































Rainin

一般的なチップの残留量

レイニンのローリテン
ションチップの残留量

10 µL チップ
ピペッティング後

10 µL チップ
ピペッティング後30389180 Pipette Tips RT UNV 10µL L 960A/10

10 µL

10

960

30389182 Pipette Tips RT UNV 10µL LS 960A/10

10 µL

10

960

30389173 Pipette Tips RT UNV 10µL FL 960A/10

10 µL

10

960

30389177 Pipette Tips RT UNV 10µL GL 960A/10

10 µL

10

960

30389179 Pipette Tips RT UNV 10µL GLS 960A/10

10 µL

10

960

30389176 Pipette Tips RT UNV 10µL FGL 960A/10

10 µL

10

960

30389190 Pipette Tips RT UNV 20µL FL 960A/10

20 µL

10

960

30389171 Pipette Tips RT UNV 100µL FL 960A/10

100 µL

10960

30389187 Pipette Tips RT UNV 200µL FL 960A/10

200 µL

10960

30389188 Pipette Tips RT UNV 200µL FLW 960A/10

200 µL

10960

30389192 Pipette Tips RT UNV 250µL L 960A/10

250 µL

10960

30389196 Pipette Tips RT UNV 250µL LW 960A/10

250 µL

10960

30389194 Pipette Tips RT UNV 250µL LS 960A/10

250 µL

10960

30389197 Pipette Tips RT UNV 250µL LSW 960A/10

250 µL

10960

30389137 Pipette Tips RT UNV 300µL L 768A/8

300 µL

8768

30389138 Pipette Tips RT UNV 300µL LS 768A/8

300 µL

8768

30389139 Pipette Tips RT UNV 300µL FL 768A/8

300 µL

8768

30389167 Pipette Tips RT UNV 1000µL L 768A/8

1000 µL

876830389169 Pipette Tips RT UNV 1000µL LS 768A/8

1000 µL

876830389166 Pipette Tips RT UNV 1000µL FL 768A/8

1000 µL

876830389284 Pipette Tips GPS UNV 10µL GL 960A/10

10 µL

10

960

30389286 Pipette Tips GPS UNV 10µL GLS 960A/10

10 µL

10

960

30389288 Pipette Tips GPS UNV 250µL L 960A/10

250 µL

10960

30389290 Pipette Tips GPS UNV 250µL LS 960A/10

250 µL

10960

30389280 Pipette Tips GPS UNV 1000µL L 768A/8

1000 µL

876830389282 Pipette Tips GPS UNV 1000µL LS 768A/8

1000 µL

8768

17014395 Pipette Tips RC UNV 10µL L 1000A/1

10 µL

1000

17014396 Pipette Tips RC UNV 10µL GL 1000A/1

10 µL

1000

17014397 Pipette Tips RC UNV 250µL L 1000A/1

250 µL

1000

17014398 Pipette Tips RC UNV 1000µL L 1000A/1

1000 µL

1000

17015068 Pipette Tips RC UNV 1000µL LW 1000A/1

1000 µL

1000*グリーンパックスペースセーバーにラックはついていません。空ラックについては

径
広

滅

菌

済

シャ
フト
ガ

ード

ート
ン

/カ

/カ

チッ
プ

ラッ
ク

数

量
最

製品名

大

容

バルク

* スペースセーバー

ヒンジ付きリムーバブルカバーラック

品番

特長

ロー
リテ
ンシ
ョン
フィ
ル
タ

数量

ート
ン

容量






 

 








 

 



 














 


























 

51ページをご参照ください。

57

Pipette Tips

スペシャリティチップ

特殊なアプリケーションに対応

ロングチップ
細長い試験管にも対応

BioClean Ultra.

長さ102 mmレイニン LTS ロングチップは、ブロッ
ク、長いバイアル、フラスコ、100 ミリ
管などの底まで届きます。
細い直径
内径 8mmの Penetable Septa のような検体採取キットで使用できます。

ShaftGard™ 10µLチップ
クロスコンタミネーションを防止

BioClean Ultra.

シャフトとチップイジェクターを保護シャフトとチップイジェクターは、汚染から保護されるため、生物学的、放射性、または他の重大なサンプルを取り扱う際にシャフトとチップイジェクタを除染または滅菌する必要性を低減します。

※ゲルウェルチップ PureSpeed アプリケーションは終 売になっております。

58 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

広径チップ
繊細なサンプルに最適

BioClean Ultra.

哺乳動物細胞または高分子重量 DNA のような繊細なサンプルは、1.5 mm の広径チップを使用することで、採取の際に サンプル に 加 わるせん 断 力を極 力減らすことができます。また、高粘度サンプルにも適しています。200 、250 と1,000µL を提供。

Rainin

200 µL2876830389252 Pipette Tips RT LTS 250µL SX 768A/8

200 µL2876830389242 Pipette Tips RT LTS 200µL FX 768A/8

200 µL2876830389222 Pipette Tips RT LTS 1000µL X 768A/8

1000 µL

876830389224 Pipette Tips RT LTS 1000µL SX 768A/8

1000 µL

876830389223 Pipette Tips RT LTS 1000µL FX 768A/8

1000 µL

876830389247 Pipette Tips RT LTS 250µL W 960A/10

200 µL21096030389248 Pipette Tips RT LTS 250µL LW 960A/10

200 µL21096030389249 Pipette Tips RT LTS 250µL SW 960A/10

200 µL21096030389250 Pipette Tips RT LTS 250µL LSW 960A/10

200 µL21096030389241 Pipette Tips RT LTS 200µL FLW 960A/10

200 µL

10960

30389217 Pipette Tips RT LTS 1000µL W 768A/8

1000 µL

876830389219 Pipette Tips RT LTS 1000µL LW 768A/8

1000 µL

876830389220 Pipette Tips RT LTS 1000µL SW 768A/8

1000 µL

876830389221 Pipette Tips RT LTS 1000µL LSW 768A/8

1000 µL

876830389218 Pipette Tips RT LTS 1000µL FLW 768A/8

1000 µL

8

768

2

ップ
チ
グ
ン

径

済
広

ロ

ート
ン

菌
滅

チッ
プ

ラッ
ク

大
最

30389251 Pipette Tips RT LTS 250µL X 768A/8



 


 


























 


 

50 、100 、200μLのピペットに装着可

10

960

10 µL

10

960

30389175 Pipette Tips RT UNV 10µL FG 960A/10

10 µL

10

960

30389195 Pipette Tips RT UNV 250µL W 960A/10

250 µL

10960

30389196 Pipette Tips RT UNV 250µL LW 960A/10

250 µL

10960

30389197 Pipette Tips RT UNV 250µL LSW 960A/10

250 µL

10960

30389188 Pipette Tips RT UNV 200µL FLW 960A/10

250 µL

10

960

17001127 Pipette Tips RC UNV 250µL W 1000A/1

250 µL

1000

17015068 Pipette Tips RC UNV 1000µL LW 1000A/1

1000 µL

1000

30389283* Pipette Tips GPS UNV 10µL G 960A/10

10 µL

10

960

30389285* Pipette Tips GPS UNV 10µL GS 960A/10

10 µL

10

960

30389264 Pipette Tips GP UNV 10µL FG 960A/10

10 µL

10

960

済
菌


 
 




ロー
リテ
ンシ
ョン
フィ
ル
タ

ート
ン

10 µL

30389178 Pipette Tips RT UNV 10µL GS 960A/10

ラック30389174 Pipette Tips RT UNV 10µL G 960A/10

滅

チッ
プ

/カ

/カ
ラッ
ク

数

量
容
大
最

製品名

バルク

品番

特長

シャ
フト
ガー
ド
広
径

数量

ート
ン

容量

詰め替え

2

製品名

/カ

/カ
数

量
容

ヒンジカバー付きラック

品番

特長

ロー
リテ
ンシ
ョン
フィ
ル
タ

数量

ート
ン

容量



 
 
  

 


 
 



*グリーンパック スペースセーバー

59

Pipette Tips

最高水準のチップ純度とパフォーマンス
レイニンは、BioClean Ultra™ピペットチップの継続的なテストと認定を行っています。
研究者は、実験の完全性とデータの信頼性に絶対の自信を持てます。

CERTIFICATEOF QUALITY

Rainin BioClean™ Ultra pipette tips labeled “Certified RNase-, DNAse-, Endotoxin- and ATP-free” havebeen process-tested and passed the following detection levels using the test protocols below.
Contaminants Tested

Testing Detection Levels

Contaminants Tested

Testing Detection Levels

RNase
DNAse
Human DNA
Bacterial DNA
Endotoxin≤ 10 -9 Kunitz units/µL≤ 10 -7 Kunitz units/µL< 0.32 pg< 1 pg< 0.001 EU/ml

ATP
ProteinProtease
PCR Inhibitors< 2 X 10 -12 mg/µl< 2 ng/lane< 50 µg/liter
None detected

CERTIFIED BYDavid Greenwood, Ph.D.
Head of Quality Systems

Testing Procedures
RNase testing protocol
Products were rinsed in DNase-, RNase-free 0.1 µm filtereddistilled water, then product extracts were exposed to an RNA
standard in a fixed volume of buffer. The RNA standard was
incubated at 37°C for 1 hour. RNA fluorescence was measured
using an RNA fluorescent dye and evaluated for degradation.

Endotoxin testing protocol
Products are extracted in endotoxin-free LAL reagent water for
1 hour, then product extracts are tested by kinetic assay. The
test is performed by adding LAL to the negative control, Control
Standard Endotoxin, positive control and product extracts. Aftera fixed incubation period, the reaction mixture is measured.
The sensitivity of the kinetic assay is 0.001 EU/mL.

なぜ BioClean Ultra なのか？
DNase testing protocol
Products were rinsed in DNase-, RNase-free 0.1 µm filtereddistilled water, then product extracts were exposed to an DNA
standard in a fixed volume of buffer. The DNA standard was
incubated at 37°C for 1 hour. DNA fluorescence was measured
using an DNA fluorescent dye and evaluated for degradation.

ATP tested by the following protocol
ATP is tested by measuring the difference between baseline
and product-rinsed luminescence of an ATP standard solution
containing 10 -11 mg of ATP. Perturbations in light emissionof a product-rinsed ATP standard solution are evaluated todetermine the presence or absence of ATP.

右の表は、他の主要なチップブランドと比較した
際の、
レイニン BioClean Ultra の品質の完全性のテスト結果です。
レイニンは業界で最も包括的なテスト手順を進めています。
DNA testing protocol
Quantitative PCR (qPCR) was used in the following fashion: A
BioRad CFX96 system was used to detect amplification in 20 µL
reaction volumes containing negative controls, positive controls,varying concentrations of stock DNA (human or bacterial) andtip eluate. Final primer concentration is 200-300 nM. Bothhuman and bacterial primer sets for conserved sequences wereused, and are as follows:
Human primers:

Forward: 5’-TGAATGGGAGAAGGCAGAAG
Reverse: 5’-TATCCACCGGGTGTTTTCTC

Protein testing protocol
Groups of tips from each production batch were rinsed with
RNase/DNase/Protein-free water and an aliquot of the rinsates
run on a 4-12% Novex Tris-Glycine gradient gel under denaturing conditions with appropriate controls. A BSA protein standard
was prepared and 2 ng, 5 ng and 20 ng amounts run inindividual lanes. Following electrophoresis, the gel was fixedand silver-stained using standard procedures and the results
visualized on a light table.

Bacterial primers: Forward: 5’-CAAGGCTAAATACTCCTGAC
Reverse: 5’-CACTCCCCTCGCCGGGGTTC

30418447 Rev A

60 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Protease testing protocol.
Batches of tips are assayed for potential protease contamination
using the QuantiCleave ™ Protease Assay Kit (Thermo Scientific).
Groups of tips from each batch were rinsed with protease-freewater and the rinsates tested (in duplicate) according to the
manufacturer’s instructions. Trypsin was used as a proteolytic
standard. Results were determined colorimetrically at 450 nm
and averaged for each duplicate pair. Test sample proteaselevels were derived from the Trypsin Standard Curve.

ヒトDNA

バクテリア DNA

DNase
DNASE

< 0.32 pg< 1 pg≤ 10 -7 KU/µL

Sterilized productRainin tip products labeled as “sterilized” are irradiated by
gamma radiation (SAL=10 -6). Dosage level has been predetermined by bioburden testing.

Limitation of Liability
Mettler-Toledo Rainin, LLC’s entire liability with respect to thisproduct is limited to the price of the product. In no event shallMettler-Toledo Rainin, LLC, its agents or its employees be liablefor direct, indirect, special, consequential or incidental damages
arising out of the use of, or inability to use, this product orarising out of any defect in the product, even if Mettler-Toledo
Rainin has advised of the possibility of such damages. BioRad
is a trademark of BioRad Laboratories, Inc. Rainin is a
registered trademark of Mettler-Toledo Rainin, LLC.

ブランド – A

不検出–

10 -5 KU/µL

ブランド – B< 0.40 fg––

ブランド – C< 2 pg< 50 fg

10 -4 KU

ブランド – D

不検出

–

不検出

ブランド – E< 1 pg–「フリー」

ブランド – F

「フリー」

「フリー」

「フリー」

ブランド – G––< 6.25 x 10 -5 U/µL

ブランド – H< 30 pg–<10x -7 KU/µL

ブランド – I< 30 pg–<10 -7 KU/µL

ブランド – J

「フリー」

「フリー」

「フリー」

Rainin

BioClean Ultra –保証された純度

クリーンな製造とパッケージング• 業界で最も包括的なテスト手順• クラス100,000 のクリーンルーム設備で製造• タンパク質とプロテアーゼフリー• 完全に自動化された材料処理 ー 人の接触なし• 純粋ポリプロピレン樹脂 – 完全不活性、
生理活性

•

化合物なし

ISO 9001に準拠し、外部物質による汚染を完全に排除• チップの品質試験内容についてはこちら

www.mt.com/BioCleanUltra

RNase
RNASE

エンドトキシン

タンパク質

プロテアーゼATP

PCR 阻害物質≤ 10 -9 KU/µL≤ 0.001 EU/mL< 2 ng/sample≤ 500 ng/mL< 2 x 10 -12 mg/µL

不検出

10 -9 KU/µL≤ 0.05 EU/mL

–

–

–

–

< 8.6 fg

< 1 pg––< 1 fg–

10 -9 KU

< 0.001 EU/mL<1ng/µL–< 5.5 x 10 -12 mg< 10 targets
amplifiable

不検出< 0.06 EU/mL

–

–

–

不検出

「フリー」

< 0.05 EU/mL

–

「フリー」

「ATPフリー」

–

「フリー」

「フリー」

–

「フリー」

「ATPフリー」「フリー」< 3.125 x 10 -9 U/µL

< 0.03 EU/mL

–

–

–

–

< 10 -9 KU/µL< 0.06 EU/mL

–

–

–

–

< 10 -9 KU/µL≤ 0.06 EU/mL––< 10 -13 mg/µL

不検出

「フリー」

「フリー」

–

–

–

–

KU Kunitz Units

EU Endotoxin Unitsng nanogram (Factor: 10 -9 )pg picogram (Factor: 10 -12 )fg femtogram (Factor: 10 -15 )不検出、「フリー」の表示は明らかに汚染が検出されていないことを示しています。仕様や試験方法の提供はありません。

"–" データなし

61

Pipette Tips

リサーチグレードチップ

優れた品質、清浄度、性能
レイニンリサーチグレードピペットチップはレイニン、
ギルソン、バイオヒット、エッペンドルフ、サーモフィッ
シャーを含むほとんどの主要ブランドピペット製品に小さな力でスムーズに装着できるように設計されています。
製造時のリアルタイムのチップ目視検査とチップ品質試験により、潜在的にチップの性能を下げる可能性のある不具合の発生を防いでいます。
クラス100,000 のクリーンルーム条件下でチップの成型やパッケージン
グがされており、チップの汚染を防いでいます。

レイニンチップのフィルター素材

他 社で 使 用されているカル ボキシメチルセルロース（carboxymethyl cellulose,CMC）はレイニンのフィルターには使用されていません。この素材は、PCR 阻害になりうるものです。レイニンチップのフィルターは、微粒ポリエチレ
ンが熱加工されています。数多くの超微細孔があり、入り組んだ 空 気 の 通り道をもつ
3 次元構造です。エアゾール
は、フィルター内部に接触す
ると、空気の通り道の超微細孔でストップされます。

クリーンさを担保した
チップ

レ イ ニ ン チップ は 、C l a s s
100,000 のクリーンルーム
で製造されます。不純物の無いバージンポリプロピレン素
材がサイロ（貯蔵庫）から鋳型射出成型マシーンに直接送られ、人間との接触を防いでいます。チップの各ロット
は厳格にテストされ、検出しうる生物学的汚染物質が存在しないことが証明されています。

62 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

品質の良さ
長年の評価

ヒンジラックレイニンの精緻に成型されたピペットチップはその液切れの良さ、品質、清浄性で長年各国の研究所で評判を得てきました。レイニンファイ
ンポイントチップ ™ のデザインと厳格な品質テストにより正確性の高いピペットチップを実現しています。

フタを片手で 簡 単 に開 けて閉めることが可能です。ラッ
クは積み重ねができ、省スペースです。ラックを容量により分かりやすく色を変えています。ラック縁が存在せず、マルチチャンネルも全チャンネ
ル、部分チャンネルのいずれも使用可能です。

Rainin

10μ L

10μ L ロング

20μ L

100μ L

200μ L

装着が簡単、精確なピペッティング
リサーチグレードチップはほとんどすべてのピペットメーカーに適合1000μ L

31

mm

46

mm

高品質、清浄性
リサーチグレードチップは、生物学的汚染なしを担保

50

mm

86

mm

コンタミネーションを防ぐフィルター滅菌チップ
エアゾールによるピペット汚染を防ぐ熱加工ポリプロピ
レン製滅菌フィルター
細長く狭い容器用の微量ロングチップ
（袋）入り
（未滅菌）
とラッ
10µL 用ロングチップは、バルク
ク入り未滅菌・滅菌・フィルター滅菌タイプ
数量

詰め替え

ラック

ン
ロ

30374654 Pipette Tips HRC UNV 10µL 960C/10

10μl

10

960

10μl

10

960

30374660 Pipette Tips HRC UNV 10µL F 960C/10

10μl

10

960

30537525 Pipette Tips HRC UNV 10µL X 960C/10

10μl

10

960

30537526 Pipette Tips HRC UNV 10µL SX 960C/10

10μl

10

960

30537527 Pipette Tips HRC UNV 10µL FX 960C/10

10μl

10

960

30374661 Pipette Tips HRC UNV 20µL F 960C/10

20μl

10

960

30537521 Pipette Tips HRC UNV 100µL F 960C/10

100 μL

10960

30537522 Pipette Tips HRC UNV 200µL F 960C/10

200 μL

10960

30749255 Pipette Tips HRC UNV 200µL FX 768C/8

200 μL

8768

30374655 Pipette Tips HRC UNV 250µL 960C/10

250 μL

10960

30374658 Pipette Tips HRC UNV 250µL S 960C/10

250 μL

10960



30749253 Pipette Tips HRC UNV 250µL X 768C/8

250 μL

8768

30749254 Pipette Tips HRC UNV 250µL SX 768C/8

250 μL

8

768


 

30374656 Pipette Tips HRC UNV 1000µL 768C/8

1000 μL

876830374659 Pipette Tips HRC UNV 1000µL S 768C/8

1000 μL

876830537523 Pipette Tips HRC UNV 1000µL F 768C/8

1000 μL

876830537471

Pipette Tips RSC UNV 10µL 960C/10

10 μL

10

960

30537474

Pipette Tips RSC UNV 10µL S 960C/10

10 μL

10

960

30537472

Pipette Tips RSC UNV 250µL 960C/10

250 μL

10960

30537475

Pipette Tips RSC UNV 250µL S 960C/10

250 μL

10960

30537473

Pipette Tips RSC UNV 1000µL 768C/8

1000 μL

876830537476

Pipette Tips RSC UNV 1000µL S 768C/8

1000 μL

8

768

10μL

1000

30537524 Pipette Tips RC UNV 10µL X 1000C/1

10μL

1000

30537469 Pipette Tips RC UNV 250µL 1000C/1

250 μL

1000

30537468 Pipette Tips RC UNV 1000µL 1000C/1

1000 μL

1000

タ
フィ
ル

菌
滅

グ

済

チ

ップ

ート
ン

/カ

チッ
プ

数

特長

30374657 Pipette Tips HRC UNV 10µL S 960C/10

30537470 Pipette Tips RC UNV 10µL 1000C/1

バルク

ラッ
ク

製品名

最

品番

大

容

量

/カ

ート
ン

容量






 
  






  











63

Pipette Tips

リサーチグレードチップ
卓越した価値と性能

ローリテンション（低吸着）レイニンリサーチグレードのローリテンションチップはレイニン、
ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィッシャーなど主要なピペット
ブランドに対応しています。
製造時のリアルタイムのチップ目視検査とチップ品質試験により、潜在的にチップの性能を下げる可能性のある不具合の発生を防いでいます。
クラス100,000 のクリーンルーム条件下でチップの成型やパッケージングがされています。

高品質で高純度
リサーチグレードチップは、生物学的汚染物質が含まれていないことが証明されています。
ご要望に応じて適合証明書を発行します。
優れたローリテンション性能
超疎水性の表面を液体がスムーズに移動し、サンプルの保持量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。
クロスコンタミネーションを防ぐフィルタのオプション
フィルタは純粋なポリエチレン焼結体製で、エアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。

10

960

30671390 Pipette Tips HRC UNV 10 µL FL 960C/10

10 µL

10

960

30671391 Pipette Tips HRC UNV 20 µL FL 960C/10

20 µL

10

960

30671392 Pipette Tips HRC UNV 100 µL FL 960C/10

100 µL

10960

30671393 Pipette Tips HRC UNV 200 µL FL 960C/10

200 µL

10960

30671383 Pipette Tips HRC UNV 250 µL L 960C/10

250 µL

10960

30671387 Pipette Tips HRC UNV 250 µL LS 960C/10

250 µL

10960

30671384 Pipette Tips HRC UNV 1000 µL L 768C/8

1000 µL

876830671388 Pipette Tips HRC UNV 1000 µL LS 768C/8

1000 µL

876830671394 Pipette Tips HRC UNV 1000 µL FL 768C/8

1000 µL

8768

LTSタイプはありません。また、ラックのみです

64 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

ップ
タ

チ

フィ
ル

10 µL

グ

960

30671389 Pipette Tips HRC UNV 10 µL FLX 960C/10

ン

960

10

ロ

10

10 µL

ー
リテ
ン

10 µL

30671385 Pipette Tips HRC UNV 10 µL LSX 960C/10

ロ30671381 Pipette Tips HRC UNV 10 µL LX 960C/10

済

960

菌

ート
ン

960

10

滅

/カ

/カ

10

10 µL

チッ
プ

ラッ
ク

ヒンジ付きリムーバブルカバーラック

数

量
容

10 µL

30671386 Pipette Tips HRC UNV 10 µL LS 960C/10

製品名

大
最

30671382 Pipette Tips HRC UNV 10 µL L 960C/10

品番

特長

ショ
ン

数量

ート
ン

容量


 
 
  
   
 

 

 

 


 

 
 


Rainin

Pipette Asset Management

ピペットアセットマネジメント

フレキシブル、拡張可能で実装も簡単• 場
 所、ユーザー、グループを割り当てます。

• 全
 ての校正履歴を確認します。

• 検
 索、フィルター、カスタムレポート• 校正スケジュールを最適化します。

およびスケジュール。

• すべての重要なピペットに関するデータが1つのデータベースに記• ピ
 ペットに関する情報を管理します。

録されます。

Tra
c

k

e
nag
Ma

Simplify• SmartStand に搭載された Bluetooth 機能によりワイヤレスにてピペットのシリアル番号、校正記録、その他のデータを PipetteXに転送できます。

• レ イニンの校正証明書は電子的に PipetteX に送信され該当ピペットに紐づけされます。

• 時間のかかるシリアル番号、バーコード、ステッカーの読み取りを省くことができます。

www.mt.com/JP-PipetteX
65

Pipette Asset Management

SmartStand
革新的なピペットスタンド

ピペットの状態を表示する
見やすいカラー画面

4本の E4 ピペットを同時

高速 RFID リーダーが 4 つのピペットを一度にスキャンに充電

壁または棚への取り付け用に取り外し可能な
ヘッドマウント

Bluetooth とUSBミニポート

SmartStand

を内蔵

品番 .

製品名

説明

30312897

SmartStand SCS-B

SmartStand ピペットアセット管理マネジメント

30312899

Fastening Kit Magnetic SCS-FK-M

固定キット- マグネット

30313000

Fastening Kit Shelf SCS-FK-S

固定キット- 棚

30313247

Fastening Kit Bracket SCS-FK-B

固定キット- ブラケット

17012879

Elect Pipettes Pwr Supply E4-RCSWPS

E4急速充電スタンド用ACアダプタ

30449204

SmartStand Dongle

SmartStand USB Bluetooth アダプタ

66 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

SmartCheck
卓上型ピペット検査機器
すべてのブランド、あらゆるピペットの精度を検証
SmartCheck™ は、校正と校正の間でも、ピペットが精確に分注していることを迅速に確認できる実用的なツールです。
また、SmartCheck はトレーニング
やピペッティングのテクニック向上にも適しています。実験が失敗するリスクを減らし、再現性も改善できます。できるだけ良好な結果を毎回得られるよ
う、ピペットを定期的に確認してください。
どのブランドのピペットも検査可
ブランドを問わず10 〜1,000 µl 容量のピペットの性能を確認できます。＊10 µl 容量のピペットを検査する際は、別途ソフトウェアが必要です。

コンパクトで省スペース

卓上型のコンパクトサイズで他の機器の傍に簡単に設置できます。

リワークの防止貴重な試薬を使って作業する前にピペット性能を確認しコストを節約できます。

リスクを低減規制された環境で、許容範囲外のピペットに起因する費用と時間のかかる調査を避けることができます。

テクニカルデータ
Smartcheck
ピペットのテスト容量

10、20、50、100、200、300、1,000µL

ピペットの種類

シングル、マルチ（チャンネルごと）

テスト許容誤差（出荷時設定値）

5%*、3〜10%に調節可**

テスト容量

10µL

20µL

50、100、200、300、1000µL

容量あたりの許容範囲

9~10%

5~10%

3~10%

重量ベース、4回の容量測定、
グレード3以上の実験用水（ISO3626）を使用

測定原理* 10µL は使用できません** ソフトウェアを使用

Smartcheck

製品情報
品番

製品名

内容

30564095

SmartCheck -SLS1010S

スマートチェック本体

30448961

SmartCheck Function Test Kit

機能テストキット30448967

EasyScan TM LAN

RFID EasyScan LANセット

30580649

SmartCheck Pipetting Set

ベセル/風防セット

30580650

SmartCheck AC/DC Adapter Set

AC/DCアダプターセット

30101517

50 pc Smart Tag

スマートタグ 50枚入り

30101518

200pc Smart Tag

スマートタグ 200枚入り

www.mt.com/SmartCheck© 2024 Mettler-Toledo Rainin, LLC. 17701014C

67

Pipette Asset Management

PipetteX ピペット管理ソフトウェア
保有ピペットを一元管理

SmartStand、SmartCheck、レイニン校正サービスと合わせた PipetteX アセット管理

ソフトウェアはレイニン独自のピペット追跡、校正管理システムです。すべてのレイ
ニンXLS/XLS+ シリーズのピペットに搭載された RFID チップを使用し、PipetteX はピペットの校正データ、使用履歴及び使用場所を自動的に追跡・管理します。

•

サービスセンターからの校正書類をソフトウェアに自動で転送•

あらゆる校正記録の追跡と動きを管理•

21 CFR Part 11（電子記録・電子署名）コンプライアンス管理システムに対応•

ピペットのバリデーションを統合化

レイニンXLSピペット

PipetteX

ピペットアセット管理

複数の SmartStand

クライアントサーバー

ピペットを追跡および管理するためのシンプルで統一されたシステム
レイニンの XLS シリーズのピペットを SmartStand に掛けると、ピ

PipetteX は校正証明書と検証レポートを含む、ピペット全 体の履

ペットの校正ステータスとサービスの詳細をすぐにその場で確認

歴を記 録します。これにより、ピペットの状 態、使 用場所、校 正できます。Pipet teX は、Bluetooth または USB ドライブを介して履歴、およびサービススケジュールを簡単に追跡できます。

SmartStand に接続し、シリアル番号、サービス、その他のデータ
を Pipet teX データベースに自動的に転送します。

PipetteX

ソフトウェア

ピペットの管理業務を簡素化しましょう！
品番

製品名

説明

30475911

PipetteX License Start

スターター初回: ピペット200本まで ※スマートスタンド購入時無償添付

30478258

PipetteX Renewal License Start

スターターリニューアル：ピペット200本まで ※1年毎更新時

30475913

PipetteX License Site

サイト初回：ピペット1500本まで管理

30478260

PipetteX Renewal License Site

サイトリニューアル：ピペット1500本まで ※1年毎更新時

30475915

PipetteX License Unlimited

無制限初回：ピペット本数無制限

30478262

PipetteX Renewal License Unlimited

無制限リニューアル：ピペット本数無制限 ※1年毎更新時

30587187

PipetteX License Audit Trail

監査証跡ライセンス初回30587190

PipetteX Renewal License Audit Trail

監査証跡ライセンスリニューアル ※1年毎更新時

www.mt.com/JP-PipetteX
68 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

ピペットスタンド
保管と保護

ピペットの充電や保管、整理のためにご利用ください。

SmartStand™

回転式ピペットスタンド

E4XLS

電動ピペット

試薬リザ
ーバー

ピペットスタンド

手動および電動の XLS+ シン 便利な回転式ピペットスタン
グル / マルチチャンネルピペ ドには最大7本の手動ピペッ
ットが簡単に利用できます。 トを掛けておくことができま
E 4 シリーズのピペットを最 す。ベースが重く倒れにくくなっています。
大 4 本まで設置可能です。

ハングアップ

クリアスタンド

金 属 面 に取り付 けられるマ
グネットを内蔵。非金属面への取付け用粘着シール付きです。

最 大 4 本 のレ イニン の 手
動・電動ピペットが掛けられ
ます。

品番

製品名

説明

17001255

Carousel Stand for 7 pipettes CR-7

回転式ピペットスタンド7本用

17003024

Magnetic Hang-Up w/Adhesive Disk HU-M3

マグネット式ハングアップ3個セット

17004992

Shelf Hang-Up 3/Bracket HU-S3

ネジ固定式ハングアップ3個セット

17006638

Hang-Up Adapter 3/PK HU-A3

ハングアップ/CR-7用アダプタ3個セット

30042920

Pipette Stand Multichannel EN

ピペットクリアスタンド4本用

30852500

Reservoir - with lid

リザーバー 蓋あり 滅菌済 25個

30852501

Reservoir - without lid

リザーバー 蓋なし 滅菌済50個

17012337

E4 Battery E4-BATT

E4XLS用バッテリー

17012878

Wall Power Supply E4-WPS

E4XLS用ACアダプタ

17012879

Elect Pipettes Pwr Supply E4-RCSWPS

E4急速充電スタンド用ACアダプタ

30312897

SmartStand SCS-B

SmartStand ピペットアセット管理マネジメント

SmartStand は最大4本掛け電動ピペットスタンドにも使用可能

69

Pipette Service

サービス

リスクを最小化し、再現性を最大化する
メトラー・トレドの特徴：管理されたラボ環境
メーカー認定スペアパーツ
認定ピペット技術者
専用キャリブレーションソフトウェア

アップタイムパフォーマンス

コンプライアンス

専門知識

トレーニングを受けた技術者

環 境 制 御 さ れ た ラボ と メー

メトラー・トレドは、ISO 8655

メトラー・トレドの認定ピペッと ISO ／ IEC 17025 認 定サー

カー認定スペアパーツにより、および FDA 21 CFR part 11 のトサービス技術者は、あらゆる

ビスラボのグローバ ルネット

機器は常に最高の精度と正確

規 格 を 維 持するために、専用

ブランドのピペットの経時的なワークにより、あらゆる修 理

さで返却されます。

の校正ソフトウェアと ISO/IEC

性能を理解するための特別なや校正のニーズに迅速に対応

17025 認定ラボを備えた信頼データ分析を行っています。

することができます。

のおけるパートナーです。

校正・修理注文書はこちらから

www.mt.com/JP-TSdoc

お問合せはこちらから WEB

www.mt.com/pipette-service
service.pipet.jp@mt.com

Email

70 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

ピペット校正および修理サービス
ISO 17025 サービス NVLAP（LAB CODE 200842-0）認定
メトラー・トレドが提供する認定校正サービスは、GMP/GLP 準拠ラボがコンプライアンスを実現および維持するのに役立ちます。

返送校正サービス•

ピペットをお預かりして校正を実施

オンサイトサービス•

他メーカーのピペットにも対応•

厳しい温度、湿度、振動制御されたキャリブレーションセンターにて実施•

お客様の研究室にてピペット校正を実施•

お客様の環境でピペットを校正•

他メーカーのピペットにも対応•

外部に持ち出せないピペットの管理に最適•

メトラー・トレドの天びんを使用•

最小限のお預かり時間•

メトラー・トレドの専門技術者が対応•

メトラー・トレドの天びんを使用•

過去の校正データを表記•

メトラー・トレドの専門技術者が対応•

ISO 17025 認定サービス•

お客様のラボにて検査報告書（PDF）の発行•

ISO 17025 認定サービス

Service Plans
ピペット
返送校正サービス
オンサイトサービス
出荷前校正

NanoRep サービス
MicroPro サービス

PharmaBiotechClinical

GLP/GMP
Regulated Labs

BenchSmart サービス
Liquidator サービス
SmartCheck サービス

NVLAP は、連邦政府登録済みの米国
国立標準技術研究所 (NIST) の認定【ピペットの修理・校正のお問い合わせと送付先】
メトラー・トレド株式会社 技術サービスセンター〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP R&DビジネスパークビルB棟1階118号室
TEL：03-5815-5515 e-mail: service.pipet.jp@mt.com

マークです。

71

Pipette Service

レイニンのサービス品質
Calibration & Preventive Maintenance
校正及び保守予防• レイニンはもちろん、他メーカーのほとんどのモデルのピペットの校正が可能です（一部モデルを除く）• レイニンでは ISO8655 の基準より厳しい各ピペットメーカーの純正のスペックに基づいて調整をします
200 μ L ピペットの場合
設定容量

µL
20
100
200

正確度
レイニン
µL（±）

0.50
0.80
1.60

ISO8655
µL（±）
1.60
1.60
1.60

精密度
レイニン
µL（≦）

0.20
0.25
0.30

ISO8655
µL（≦）
0.60
0.60
0.60

• ピペットのパフォーマンスを左右するキーパーツの交換
シール、ピストン及びシャフトはピペットの精度を左右する重要な部品です
シール
ピストン
シャフト

必要に応じて交換します
汚れの付着はきれいに落とします
傷や錆がある場合は必要に応じて交換します
チップとの接続部分に欠けや摩耗があれば交換します

これらは、ピペットの精度を担保するだけではなく、予防保守にも繋がります
ピペット操作において、お客様に著しい落ち度がない限り、交換した部品は 1 年間保証します

厳格な品質管理体制• ISO17025 認定
ピペット校正を行うレイニンのキャリブレーションセンターは米国 NVLAP（LAB CODE 200842-0）によりISO17025 認定されています• 世界最高水準を誇るメトラー ･トレド社製の天びんを使用
すべての天びんは厳格に管理されており、定期的なメンテナンス・校正を実施しています
お客様のご要望に応じてトレーサビリティー体系図の発行も承ります（有料）
修理内容によっては修理ができず返却させて頂く場合があります

72 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Rainin

証明書発行
証明書番号: C0PJRRNY-2
オーダー番号: 1013-4

CALIBRATIONNVLAP LAB CODE 200842-0

No.
No.

メトラー・トレド㈱キャリブレーションセンター
フランク様
泉館三番町ビル
千代田区三番町3-8, 東京都 102-0075

0928A
829
RAININ CLASSIC UNV SINGLE PR-200
28.9.2019
Single channel 2x4 AF, PM, 3x10 AR

表示が出ない: 状態が悪い, リークテスト: リークテスト合格

Jun Kitabayashi

As found-

61.0% | 61.0%
1013hPa | 1013hPa
1126342484 Next Cal. (31.8.2019) 最小表示 (0.0001g)
BP (U4140006) | HUMIDITY (07092056) | TEMPERATURE (07092056)

21.9°C | 21.9°C
21.9°C | 21.9°C

28.9.2018
1.0033µl/mg
0mg
Manufacturer's recommended
ISO

Z
(g)

(mg)
(µl)

1

2

3

4

20.0

19.7

19.9

19.8

19.8

200

199.3

199.2

199.0

199.1

結果

Systematic Error

Random Error

Error

Limit

Error

Limit

Error

Limit

Error

Limit

(µl)

(µl)

(+/- µl)(%)(+/- %)

(µl)

(µl)

(CV%)

(%)

20.0

19.87

-0.13

1.6

-0.67

8

0.08

0.6

0.41

3

0.30µl (K=2.11)

200

199.81

-0.19

1.6

-0.10

0.8

0.13

0.6

0.06

0.3

0.41µl (K=2.25)

(µl)

:

95%

クリーンアップ、シール交換-

Jun Kitabayashi

61.0% | 61.0%
21.9°C | 21.9°C
1013hPa | 1013hPa
21.9°C | 21.9°C
1126342484 Next Cal. (31.8.2019) 最小表示 (0.0001g)
BP (U4140006) | HUMIDITY (07092056) | TEMPERATURE (07092056)
(mg)

(µl)

1

20.0

19.9

100

99.2

200

199.2

(g)

SAMPLE

28.9.2018

1.0033µl/mg
0mg
Manufacturer's recommended
ISO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.8

19.9

19.8

19.9

19.9

19.8

20.0

19.9

19.9

99.4

99.3

99.6

99.3

99.3

99.2

99.5

99.3

99.6

198.8

199.0

199.1

199.3

198.9

199.2

199.1

199.2

199.0

Systematic Error

Error

Z

Limit

Random Error

Error

Limit

Error

Limit

Error

Limit

(µl)

(µl)

(µl)

(+/- µl)(%)(+/- %)

(µl)

(µl)

(CV%)

(%)

20.0

19.95

-0.05

1.6

-0.27

8

0.06

0.6

0.32

3

0.26µl (K=2)

100

99.70

-0.30

1.6

-0.30

1.6

0.15

0.6

0.15

0.6

0.38µl (K=2)

200

199.74

-0.26

1.6

-0.13

0.8

0.16

0.6

0.08

0.3

0.41µl (K=2)

95%

As found History

History

シリアル #

証明書番号 #

Authorized Signatory, Jun Kitabayashi
26.10.2018

千代田区三番町3-8, 東京都, JAPAN 102-0075

03-3222-1893

この証明書はレイニン社SOP(PS-125) およびNVLAP が許可する資格認定の条件に沿って発行されています。当サービスセンターは測定能力及び実力を査定され、ISO 17025:2005 に従っています。上記の結果は実際に校正されたピペットにしか関連していません。合否判定には、不確かさの計測値は含まれておりません。MT/レイニン社 は、このレポートをコピーする許可だけを与えます。また、NVLAP、NIST、政府機関による製品証明、承認または保証を要求するのに用いられてはいけません。

Certificate Version AK

証明書番号: C0PJRRNY-2

Page 1 of 1

シリアルNo: 0928A- SEQ: 1

This certificate is a supplement to certificate C0PJRRNY-0

実際の書類とは異なる場合があります。
73

Pipette Service

返送校正サービス
サービスプランスタンダードプラン

予防保守

定期的なサービスを必要とするラボ

• 必要に応じてシール交換、校正後のリークテストを含む予防保守• ISO8655あるいはメーカースペックへの調整• 詳細な結果および履歴を記載した検査
報告書
アドバンスドプラン

予防保守

過去のパフォーマンスが重要な場合



調整前
なし

調整後

検査報告書

2点（10,100%）4回
3点（10,50,100%）10回



品番

プラン名

17800031
17800096
17800131
17800037
17800102
17800137

Single Channel PM, 2x4 AR
ALL 8 Channels PM, 2x4 AR
ALL 12 Channels PM, 2x4 AR
Single Channel PM, 3x10 AR
ALL 8 Channels PM, 3x10 AR
ALL 12 Channels PM, 3x10 AR

調整前

2点（10,100%）4回

調整後2点（10,100%）4回

検査報告書



このプランには、スタンダードプランで提 品番
プラン名供されるすべてのサービスが含まれます。 17800040 Single Channel 2x4 AF, PM, 2x4 AR
17800105 ALL 8 Channels 2x4 AF, PM, 2x4 AR
17800140 ALL 12 Channels 2x4 AF, PM, 2x4 AR• 調整前校正結果を記載• 校正証明書（ISO 17025）の発行は別料金となります
認定プラン

予防保守

調整前

調整後

検査報告書

より詳細なデータを必要な場合
あるいはISO 8655レベルをご希望の場合



3点（10, 50, 100%）4回
3点（10, 50, 100%）10回

3点（10, 50, 100%）10回



このプランには、アドバンスドプランで提 品番
プラン名供されるすべてのサービスが含まれます。 30767910 Single Channel 3x4 AF, PM, 3x10 AR• 調整前校正結果を記載• ISO 17025校正証明書（測定の不確かさ、履歴、校正ラベルを含む）準拠• 校正証明書の発行は別料金となります

30767912
30767911
17800052
17800117
17800152

ALL 8 Channels 3x4 AF, PM, 3x10 AR
ALL 12 Channels 3x4 AF,PM, 3x10 AR
Single Channel 3x10 AF, PM, 3x10 AR
ALL 8 Channels 3x10 AF, PM, 3x10 AR
ALL 12 Channels 3x10 AF, PM, 3x10 AR

品番

プラン名

オプション

17800168 校正証明書の発行（ISO 17025）
30672617 トレーサビリティ体系図発行

74 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

Raininオンサイトサービス
サービスプラン* 別途エリアに応じて、派遣費がかかります。
* 最低受付本数の目安：2x4 シングル20本〜、3x10 シングル10 本〜、2x4 8CH 8本〜* 一日当たりの最大処理本数：2x4 シングルのみで 50 本程度、3x10 シングルのみで25本程度、2x4 8CHのみで14本程度

スタンダードプラン

予防保守

定期的なサービスを必要とするラボ

• 必要に応じてシール交換、校正後のリークテストを含む予防保守• ISO 8655に基づく校正• 詳細な測定データを記載した検査報
告書

アドバンスドプラン
過去のパフォーマンスが重要な場合

調整前

1点4回 / 1点10回
2点4回 / 3点10回

なし
品番

プラン名

17800342
17800339
17800347
17800349
17800292
17800256
17800294
17800258

Onsite Single Ch PM, 1x4 AR
Onsite Single Ch PM, 1x10 AR
Onsite Single Ch PM, 2x4 AR
Onsite Single Ch PM, 3x10 AR
Onsite Multi-8 PM, 2x4 AR
Onsite Multi-12 PM, 2x4 AR
Onsite Multi-8 PM, 3x10 AR
Onsite Multi-12 PM, 3x10 AR

予防保守



調整後

調整前

1点4回 / 1点10回
2点4回

調整後

1点4回 / 1点10回
2点4回

検査報告書



検査報告書



このプランには、スタンダードプランで提 品番
プラン名供されるすべてのサービスが含まれます。 17800308 Onsite Single Ch 1x4 AF, PM, 1x4 AR• 調整前校正結果を記載• 校正証明書の発行は別料金となります

認定プラン

予防保守

より詳細なデータを必要な場合
あるいはISO 8655レベルをご希望の場合



17800300
17800320
17800272
17800236

Onsite Single Ch 1x10 AF, PM, 1x10 AR
Onsite Single Ch 2x4 AF, PM, 2x4 AR
Onsite Multi-8 2x4 AF, PM, 2x4 AR
Onsite Multi-12 2x4 AF, PM, 2x4 AR

調整前

3点10回

調整後

3点10回

検査報告書



このプランには、アドバンスドプランで提 品番
プラン名供されるすべてのサービスが含まれます。 30767915 Onsite Single Ch 3x10 AF, PM, 3x10AR• ISO 8655の許容範囲内で校正済み• ISO 17025校正証明書（測定の不確か

30767929 Onsite Multi-8 3x10 AF, PM, 3x10 AR
30767865 Onsite Multi-12 3x10 AF, PM, 3x10 AR

さ、履歴、校正ラベルを含む）（証明書発
行は別料金となります）
オプション
品番

プラン名

30520743 校正証明書の発行（ISO 17025）
30672617 トレーサビリティ体系図発行
75

Pipette Service

出荷前校正サービス
Pre-shipping Calibration
基本プラン
品番

17800031
17800037
17800096
17800131

調整前

調整後

出荷前校正 Single Channel PM, 2x4 AR

プラン名

なし

出荷前校正 Single Channel PM, 3x10 AR

なし

2点4回
3点10回

出荷前校正 ALL 8 Channels PM, 2x4 AR

なし

出荷前校正 ALL 12 Channels PM, 2x4 AR

なし

2点4回

2点4回＝10％と100％で各4回ずつ測定。ただしモデルによっては各メーカーの設定容量になることがあります。
3点10回＝10％、50％、100％で各10回ずつ測定。ただしモデルによっては各メーカーの設定容量になることがあります。

上記サービスプラン以外の出荷前校正をご希望の場合は、通常校正サービスプランよりご注文ください。

NanoRep サービス
0.1µL（100nL）プラン
品番17800008
17800013
30626321
17800342
17800308
17800307

プラン名

Single Channel PM, 1x4 AR
Single Channel 1x4 AF, PM, 1x4 AR
Single Channel 1x4 AF, PM, 1x10 AR Acc
Onsite Single Ch PM, 1x4 AR
Onsite Single Ch 1x4 AF, PM
Onsite Single Ch 1x4 AF, PM

調整前

調整後

なし

1点4回
1点4回
1点10回
1点4回
1点4回
1点10回

1点4回
1点4回
なし

1点4回
1点4回

通常の容量（10％、50％、100％）についてはピペット返送・オンサイトサービスの品番とプラン名をご参照ください。

上記サービスプラン以外の出荷前校正をご希望の場合は、通常校正サービスプランよりご注文ください。

MicroPro サービス
基本プラン
品番

30848615
30848616
30848617

プラン名

MicroPro PM, 2x4 AR
MicroPro 2x4 AF, PM, 2x4 AR
MicroPro 3x4 AF, PM, 3x10 AR Accr

調整前

調整後

なし

2点4回
2点4回
3点10回

2点4回
3点4回

BenchSmart サービス
基本プラン
品番

30451098
30451099
17800409
30451100

プラン名BenchSmart Head PM 2x4 AR
BenchSmart Head 96 PM 2x4 AF/AR
BenchSmart Head PM 3x10 AR
BenchSmart Head PM 3x4 AF/3X10 AR Accr

上記プランは弊社キャリブレーションセンターで行うプランです。
輸送の箱が必要な場合は、弊社営業かキャリブレーションセンターまでお問い合わせください。

校正・修理注文書はこちらから ▶ www.mt.com/JP-TSdoc
76 METTLER TOLEDO www.mt.com/rainin

RaininLiquidator サービス

2 つのプランをご用意
基本プラン
品番

17800153
17800154
17800182
3041551230418340

プラン名

Liquidator 96 PM 2x4 AR
LIQ 96 PM 2x4 AF/AR
Liquidator PM 3x10 AR
LIQ 96 PM 3x4 AF/3X10 AR Accr
Liquidator Installation and Pro-Qualif ＊

調整前

調整後

なし
全チャンネル 2点4回

全チャンネル 2点4回なし

全チャンネル 3 点 10 回

全チャンネル 3点4回

全チャンネル 3 点 10 回なし

全チャンネル2点4回＊このプランの書類にはPlan A の整備後の検査報告書が添付されます（校正のみキャリブレーションセンターで行い、その他のIQOQ作業は現地で行います）。
上記プラン（30418340 を除く）は弊社キャリブレーションセンターで行うプランです。輸送の箱が必要な場合は、弊社営業かキャリブレーションセンター
までお問い合わせください。
2 点 4 回＝10％と100％で各 4 回ずつ測定 3 点10 回＝10％、50% , 100％で各10 回ずつ測定

オンサイトサービスプラン
品番17800153

プラン名

Liquidator 96 PM 2x4 AR

調整前

調整後

なし

角4チャンネルと中央のチャンネルを 1 点 4 回

こちらのサービスはお客様のラボで Liquidator のメンテナンスを行います。
ヘッド内部のグリスアップやピストン、Oリング等の消耗品の交換など行った後に、ひょう量を行います。
別途エリアに応じての派遣費がかかります。

SmartCheck サービス
2 つのプランをご用意
オンサイトサービスプラン
品番30587178
30587180
30672617

プラン名

OnSite SmartCheck IQ/OQ
Onsite SmartCheck PM and Veriﬁcation
トレーサビリティ体系図発行

別途エリアに応じての派遣費がかかります。

デポサービスプラン
品番30587185
30587183

プラン名

SmartCheck Repair
SmartCheck PM and Veriﬁcation

弊社サービスセンターでのサービスとなります。厳重に梱包の上、ご送付ください。

校正・修理注文書はこちらから ▶ www.mt.com/JP-TSdoc77www.mt.com/JP-RaininPrice

価格表はこちらwww.mt.com/rainin
For more information

メトラー・トレド株式会社 レイニン事業部
TEL：03-5815-5515
Email: Support.jp@mt.com©04/2024 Mettler-Toledo K.K.
●製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください