モノクロメータータイプ
吸光マイクロプレートリーダー
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh

Multiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダー
Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh吸光マイクロプレートリーダーは簡単に吸光度測定を行える、新しい世代の吸光度測定用マイクロプレートリーダーです。

Multiskan SkyHigh TC
Multiskan SkyHigh TCD

Multiskan SkyHigh
Multiskan SkyHigh T
Multiskan SkyHigh TD※ 各モデルの詳細は仕様とオーダーインフォメーションをご参照ください。

•

スペクトル測定は200〜1000 nmの範囲で1 nm 刻みで連続的に実行可能（1ウェルで10秒未満）•

シェイキング機能と室温+2〜45 ˚Cまでのインキュベーター機能を内蔵•

エンドポイント測定では96ウェルマイクロプレートをわずか6秒で測定可能（カイネティックアプリケーションに不可欠な高速測定）•

タッチスクリーンによる本体のみでの制御またはPCを接続
してThermo Scientific™ SkanIt™ ソフトウエアでの制御が可能•

DNA ／RNA およびタンパク質などをThermo Scientific ™
µDrop™ Duo Plate を用いて、2〜10 µLの微量で最大32サンプルを一度に測定可能•

タッチスクリーン搭載モデルは、UV での核酸・タンパク質定量や比色タンパク質定量用のプロトコルなどがタッチスクリーンから選んですぐに実行できる使いやすいユーザーインターフェースを搭載•

Thermo Fisher™ Connect Platformやローカルサーバーおよび Microsoft™ OneDrive ™を使用することで、測定データの自動的な保存、アクセス、共有、管理をリモートで実施可能（タッチスクリーンモデル）•

タッチスクリーンでも、PCからでも日本語、英語を含む 9カ
国語対応•

測定データは USBメモリーに直接保存可能

モノクロメータータイプ吸光度測定用

Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh吸光マイクロプレート
リーダーは、モノクロメーターを用いた分光により任意の吸光度測定や比濁測定だけでなく核酸定量やタンパク質定量などさまざまな測定を簡単に実施することが可能です。使いやすいタッチスクリーン付きグラフィカルユーザーインターフェースと複数の接続オプション（USB 、コンピューター、クラウド）を提供します。
マイクロプレートチャンバーとキュベットホルダーには温度調整機能が搭載されており、カイネティック測定や細胞アッセイのような温度の影響を受けやすいアッセイでも安定した測定結果が得られます。デュアルビームの一方を内部リファレンスとした光学系を搭載しており、常に安定した測定が可能です。優れた光学システムと自己診断機能が高い信頼性と安定したパフォーマンスを提供します。

Multiskan SkyHigh 吸光マイクロプレートリーダーの特長•

200〜1,000 nm の幅広い波長域を1 nm 刻みで測定可能•

DNAやRNA などの核酸定量や各種タンパク質定量、ELISAを含む多様なアプリケーションに対応•

6／12／24／48／96／384 ウェルプレートに対応（ふた付きの高さ19.5 mmまで対応）•

カイネティック測定、スペクトル測定およびエンドポイント測定など、さまざまなアプリケーションが可能
モノクロメーター内蔵で測定波長の選択が簡単

Thermo Fisher Connect Platformで、いつでもどこでもデータ解析
Multiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダーから、お客Thermo Fisher
Connect Platform

さまの Thermo Fisher Connect Platformにデータをアップロードすることで、あらゆる場所から実験データにアクセスクラウドに自動保存することが可能です。研究室内外の共同研究者と安全に測定結果を共有することもできます。個人の PC にインストールされたSkanItソフトウエアで、ゆっくり解析できるため、装置が混み合うこともありません。

2

タッチスクリーンで簡単測定

データ解析、データ共有、Microsoft™ Excel™での編集など

核酸微量定量に対応

スタンドアロンで簡単測定µDrop Duo Plate

タッチスクリーンに日本語対応の多言語ソフトウエアを内蔵してµDrop Duo Plateは、最少2 µLの微量サンプルを32サンプルまおり、簡単に操作できます。

でセットしてすばやく簡単に測定することができるアクセサリー

6／12／24／48／96／384 ウェルプレート、µDrop Duo Plate、です。

キュベットに対応し、あらかじめインストールされたプログラム

Multiskan SkyHigh吸光マイクロプレートリーダー本体では、濃を用いて核酸とタンパク質の定量が可能です。またカイネティッ

度、濃度比、スペクトルの確認が可能です。dsDNAの濃度測定

ク測定、スペクトル測定、エンドポイント測定のプログラムも簡ではサンプルを希釈することなく、数µg/mL から数mg/mLの範単に作成できます。

囲で定量できます。

測 定 デー タは U S B メモリー に 直 接 保 存 するだ けで なく、Thermo Fisher Connect Platformやネットワークフォルダーに自動的に保存できます。SkanItソフトウエアを用いて詳細なデータ解析を実施できます。またExcel 形式変換可能のためMicrosoft™ Office™を用いた解析も可能です。

優れたPC制御用SkanItソフトウエア

SkanItソフトウエアはプログラムが簡単で、ユーザーフレンドホーム画面リーなインターフェースのため、ユーザーはアプリケーションに応エンドポイント測定の結果じたアッセイを簡単に作成できます。検量線によるサンプル定量、カットオフ、カイネティック測定データの処理、スペクトル解析など、研究室で必要とされる多様なデータ解析機能を有しています。
測定データや解析データはExcel形式で出力できます。
別売オプションソフトウエアのDrug Discovery EditionはFDAの21 CFR Part11に準拠しており電子署名機能や監査証跡機能を備えています。

核酸定量
タンパク質定量

長寿命キセノンフラッシュランプを搭載

光源には長寿命のキセノンフラッシュランプを採用。ランプを頻繁に交換する必要はありません。ウォームアップ不要で装置起動後すぐに測定が可能です。
多様な言語オプション – 日本語が使えます

内部ソフトウエアとPC制御用SkanItソフトウエアは下表の通り、いずれも多言語対応します。

対応言語
本体・SkanItソフトウエア

日本語

英語

ドイツ語

○

○

○

フランス語 スペイン語
○

○

ロシア語

中国語

○

○

イタリア語 ポルトガル語
○

○

3

仕様

基本仕様

シェイキング

6/12/24/48/96/384ウェルプレート
モノクロメーター
キセノンフラッシュランプ
200 〜1,000 nm、1 nm刻み
0 〜4.0 Abs<2.5 nm
10 秒（200 〜1,000 nm、1 nm刻み）/ 1ウェル
6 秒（96ウェルプレート）、10 秒（384ウェルプレート）
0 〜2.5 Abs、±2%
1.0％ ＋ 0.003 Abs（0 〜2.0 Abs） 2.0％（2.0 〜2.5 Abs）
SD ＜ 0.003 Abs または CV ＜ 1.0％（高速モード）（プレート測定のみ）
室温 +2〜45 ˚C
リニアシェイキング

ディスプレイ

7インチカラー液晶タッチスクリーン、日本語対応の内部ソフトウエア

キュベットタイプ

12.5 x 12.5 x 48〜50（ W x D x H mm）、ビームセンター高さ：下から8.5 mm
スタンダード・マイクロ・ウルトラマイクロ・TrayCell

プレートタイプ

波長選択方式
光源

波長領域

読み取り範囲波長幅

波長スキャニング速度

測定速度

直線性（450 nm）

正確性（450 nm）
精度（450 nm）

インキュベーター

タッチスクリーン（オプション）
キュベット測定（オプション）µDrop Duo Plate 測定（オプション）

微量サンプル

サンプル数 ： 最大 32サンプル、4x8フォーマット、8チャンネルピペットで分注可能、サンプル容量 ： 2〜10 µ L

キュベットタイプ ： 蓋付きキュベット、12.5 x 12.5 x 40 〜58 （ W x D x H mm）
ビームセンター高さ ： 下から8.5 mm、ビームウィンドウ径 ： ≧2 mm

内蔵キュベットポート
一般仕様

USB TypeA x 3（USBメモリー、Wifiアダプター等）、USB TypeB x 1（PC）、有線LANポート
100 〜240 V、50/60 Hz
最大 110 W（省電力モード時7 W以下）
295 x 445 x 265 mm
10.8 kg

外部接続

電源

消費電力

寸法（ W x D x H）

重量

SkanItソフトウエアのPC要求仕様
要求仕様

Quad-core（or dual-core with four logical processors）、2 GHz 以上
8 GB RAM、14 GBの空き容量（SSD）、USBポート、CD-ROMドライブ、SXGAモニター

OS

Microsoft™ Windows ™ 10および Windows 11
どちらもPro または Enterpriseエディション、64 bit

オーダーインフォメーション
カタログNo.

製品名

A51119500C
A51119600C
A51119700C
A51119600DPC
A51119700DPC

Multiskan SkyHighMultiskan SkyHigh T
Multiskan SkyHigh TC
Multiskan SkyHigh TD
Multiskan SkyHigh TCD

タッチスクリーン（T）

キュベット
（C）

µDrop Duo Plate(D)○−オプション

○−−○○○アクセサリー−オプション

オプション○○○

希望小売価格¥1,550,000¥1,700,000¥1,800,000¥1,950,000¥2,050,000

制御用PC

カタログNo.

製品名

カタログNo.

製品名

N12391µDrop Plate

希望小売価格¥380,000

A49095JP

SkanIt 制御用PC Office無¥250,000

N12391M2µDrop Duo Plate¥450,000

A49096JP

SkanIt 制御用PC Office付¥350,000

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
© 2017-2019, 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
Microsoft Excel, Microsoft Office, Microsoft OneDrive, and Microsoft Windows are trademarks of Microsoft Corporation.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SPA21-D2203OB

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
テクニカルサポート
0120-477-392
jptech@thermofisher.com
オーダーサポート
TEL ：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584
営 業 部
TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com@ThermoFisherJP

希望小売価格