WFor Water

面積式流量計FC-GF Flow checker

Variable area flow meter

取付姿勢を選択できます。
耐熱ガラスのテーパー管を使用した、スプリング付き面積式流量計です。
■ スイッチ取付可能です。
■ 中〜大流量対応のコンパクトタイプです。
■ フランジ接続タイプ■■Selectable mounting direction
Spring-installed variable area flow meter with tapered tube made out of heat-resistant glass■ Switching capability available■ Compact flow meter made for middle-high flow rates.
■ Flanged connection.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-GF

警報
Alarm

流れ方向Flow direction-

流体名Fluids

流量単位 最大流量 オプションOption
UnitsMax. flow-特殊項目
For specialized item

バイトンパッキン Viton packing
FKMMax.
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below
L/min
特殊 For specialized unit ＊1

規格 Std.
253240506580BZ
1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
左→右 Left→RightR
右→左 Right→Left
L
下→上 Down→UpU
上→下 Up→Down ＊2
D
スイッチ無し With no switch
0
リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
1
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)2
特殊 For specialized alarm ＊19測定範囲 Measuring range
接続口径（JIS１０Kフランジ） Connection size (JIS10K Flange)
5〜50L/min
25A
10〜100L/min
10〜100L/min
32A
20〜150L/min
20〜150L/min
40A
20〜200L/min
20〜200L/min
50A
40〜300L/min
40〜300L/min
65A
60〜500L/min
60〜500L/min
80A
100〜700L/min＊1: 特殊事項については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: 流れ方向 D 上→下は、条件付で制作可。
（配管上満水である事）＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Refer to A table of Measuring range.
＊Measuring range shown as above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

1962023

W
規格 接続口径
Std. Connection size

液体用

規格寸法 Standard dimensions

仕様 Specifications

LφC

φDn×φh25A

160

90

1254×φ193232A

160

100

1354×φ1940

40A

160

105

140

4×φ195050A

160

120

1554×φ196565A

220

140

1754×φ198080A

220

150

1858×φ19JIS 10Kフランジ
Flanged at JIS10K

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.7MPa（G）

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 60℃

使用環境温度
Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと）(No dewing)

接点方法
Contact forms

リードスイッチA接点(設定値以上クローズ)
Read switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch.)
リードスイッチB接点(設定値以下クローズ)
Read switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)

接点容量

DC 0〜24V

Cord lengths

Max. 0.2A

ケーブル長 Cable lengths2m

面積式流量計25

備考 Remarks

FC-GF

構造図 Structural drawing
スイッチなし with no switch

リードスイッチ付 with reed switch

茶（＋）

Brown

n×φhn×φh（2000） （40）

① ② ③④① ② ④ ⑩ ６-１ ⑦ ⑧ ⑨

青（−）

Blue

φDOUT

IN

φDOUT

INφCLφCL⑤ ６-２ ⑦ ⑧ ⑨

材質 Materials
No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

ボディ Body2テーパー管 Tapered tube

3

スイッチプレート Switch plate4

ガイドポール Guiding pole

SUS304

5

リードスイッチ Reed switch

BSBM他 BSBM, etc.

6-1 フロート Float
6-2 フロート Float

備考 Remarks

Al合金 Al alloy
耐熱ガラス Heat-resistant glass
ベークライト Bakelite
AWG 19SUS304
SUS3047スプリング Spring

8パッキン Packing

9

フィッティング Fitting

SUS30410

バックプレート Back plate

PMMA

Mg密封 Mg sealed

SUS304/SUS316
NBR
ホワイト White

2023

197