MISVSⅡ

ケミルミ撮影簡易説明 撮影編

ケミルミ撮影手順
１、カメラレンズでフォーカスと絞りを合わせます。
２、メンブランを撮影します。
３、ケミルミ撮影を行います。
４、メンブラン画像とケミルミ画像を重ね合わせます。
５、重ね合わせた画像を保存して終了です。
１、カメラレンズでフォーカスと絞りを合わせます。
カメラの設定メインパネル①フォーカスリングで焦点を、

③

メモリー

②絞りリングを開放④

露光時間
長時間露光（一番明るい位置）にします。

①
②

ゲイン

⑤

ノイズ除去フィルター
デジタルゲイン２、メンブランを撮影します。

ID設定

標準設定はメモリー１にプリセット済みです。
③メモリー１でメンブランを撮影します。

撮影モード切替⑥④Exposureタイムを調節⑦

補助機能切替⑤Gainを調節して明るさを合わせます。

カンマ補正⑥Stillをタッチして画像を固定、

⑧

画像操作

画像印刷加工⑦Saveをタッチして保存します。

＊画像はSaveフォルダに保存されます。

画像保存フォルダ切替⑥

サムネイル画像送り

３、ケミルミ撮影を行います。（２種類の撮影モード）
Lumi Intモード（画像積算モード）での撮影・通常ケミルミ撮影モード（比較的暗いサンプルに適しています）⑪⑫⑨Lumi Intをタッチしてモードパネルを開きます。

⑪Exposureで露光時間を設定します。初期設定（Exposure：20）⑫Repeatで撮影回数を設定します。初期設定（Repeat：20）⑬Startをタッチして撮影を開始します。StartボタンがStopに替わります。

⑬

積算画像が画面に表示されます、途中でもStopをタッチすることで撮影を終了できます。

＊画像はLumi Intフォルダに保存されます。

⑨

Lumi Extモード（露光時間自動延長モード）での撮影・露光時間自動延長してワンショット撮影を行います。（比較的明るいサンプルに適しています）⑯⑰⑮Lumi Extタッチしてモードパネルを開きます。

⑯Start Expで最初の露光時間を設定します。初期設定（Start Exp:20）⑰End Expで最長露光時間を設定します。初期設定（End Exp：480）⑱⑮⑱Startをタッチして撮影を開始します。StartボタンがStopに替わります。

撮影画像が画面に表示されます、途中でもStopをタッチすることで撮影を終了できます。

＊画像はLumi Extフォルダに保存されます。

＊リバース撮影ができます。Start Expを最長露光時間に設定し、End Expに最短露光時間に設定することで最長露光時間からスタートして、露光時間を減算しながらリバース撮影が行えます。

お問合せ先

バイオツールズ株式会社

TEL 050‑3532‑8697

mail info@biotools.jp

MISVSⅡ

ケミルミ撮影重ね合わせと保存

４、メンブラン画像とケミルミ画像を重ね合わせます。
Compose画面⑳Compをタッチして画像重ね合わせモードにします。
a b c を重ね合わせた画像をｄに表示します。

ba

枠が操作画面です。

dc⑳

a b c 重ね合わせ表示画面

画像の挿入

Compose画面 画像挿入画面

枠の操作画面に対して操作が行われます。

①が画像保存フォルダの切り替えエリアです。

⑤②SaveをタッチしてSaveフォルダへ保存したメンブランを③サムネイル表示エリアから画像を選んでダブルタッチで画像を挿入します。

④Lumi Intをタッチして、同様にサムネイル画像を表示させ適切なケミルミ画像を選んでダブルタッチで挿入します。

①③②ｄに重ね合わせされた画像が表示されます。

⑤エリアで個別に画像の調節を行うことができます。

④５、重ね合わせた画像を保存して終了です。
Compose画面 重ね合わせ画像、全画面表示

画像の保存は、ｄの画像重ね合わせ表示画面をダブルタッチして全画面表示にします。

＊表示画面はEditモード（文字記入）になります。
⑥Printをタッチして、プリント画面を表示させます。
⑥

Compose画面 画像保存、プリント画面⑦画像フォーマットエリアからTIFFを選びます。

⑦⑩⑧⑨⑧画像の大きさと保存DPIを指定することができ、論文で指定されたDPIで保存することができます。

⑨Printをタッチすることで画像の保存が行えます。
＊画像はライブラリ→ドキュメント→MISVS II内の個別IDフォルダに保存されます。

⑩Openをタッチして保存フォルダを開くことができます。

お問合せ先

バイオツールズ株式会社

TEL 050‑3532‑8697

mail info@biotools.jp

MISVSⅡ

ケミルミ撮影撮影補助機能定量性を持たせた撮影
１、リアルタイムダイナミックレンジ表示
２、サチュレーション表示
３、グリッド表示
４、３D表示目的のバンドの強さ（明るさ）を確認することができます。
リアルタイムで指示線上のダイナミックレンジ（輝度値）をグラフ化して表示できます。
目的のバンドを一番良い状態で撮影できます。
Blue ：ダイナミックレンジ表示１Green ：ダイナミックレンジ表示２
表示１ブルー線は、Blueボタンをタッチして表示させます。
線の移動は画面のタッチやドラッグにより行います。
表示２グリーンは、Greenボタンをタッチして表示させます。
２本を表示させた場合の指示線の移動は、画面半分から上がブルー線・下がグリーン線となります。
指示線の表示非表示、分離グラフ・重ねグラフの切替が可能。
ライブ画像でも表示でき、積算の状況を視覚的に確認できます。＊Profilをタッチして数値データを書き出すことができます。
１、リアルタイムダイナミックレンジ表示

２、サチュレーション表示

オーバー露光部分を赤反転させて確認することができます。
ライブ画像や保存された画像でも表示できます。
タッチでｏｎ、もう一度タッチでｏｆｆとなります。

３、グリッド表示

発表用の写真など、まっすぐに撮影したい時に表示します。
撮影画像には反映されません。
ライブ画像や保存された画像にグリッドを表示できます。
タッチでｏｎ、もう一度タッチでｏｆｆとなります。

４、３D表示ライブ画像でも保存画像でも３D表示を行うことができます。
画像はドラッグで表示方向を変えることができます。
原図表示小窓は、タッチで非表示にすることがきます。
ダイナミックレンジ表示の指示線が３D画像に反映され、移動させることもできます。
表現の解像度を切り替えることができます。
ライブ画像表示で、積算の状況を視覚的に確認できます。
画像の保存は、Comp重ね合わせモードと同様に行います。
お問合せ先

バイオツールズ株式会社

TEL 050‑3532‑8697

mail info@biotools.jp

MISVSⅡ

ケミルミ撮影

ＬＵＴ機能

ガンマ補正機能とＬＵＴ機能・ヒストグラム表示および補正機能を搭載しました。
ガンマ補正機能
ガンマ補正機能をＯＮすることで、プリセットされた補正値を使ってシグナルの補正を行うことができます。
ダイナミックレンジ表示は、補正後の表示とＲａｗ画像の表示を切り替えて使うことができます。
ヒストグラム補正で使った補正値をプリセットに加えることができます。
ライブ画像でも保存画像でも使えますが、ライブ画像で使った場合では、Saveされる画像はRaw画像となります。
ＬＵＴ機能

ヒストグラム補正
LUTをタッチするとヒストグラム補正を使うことができます。
ガンマ補正も同時に使うことができます。

ダイナミックレンジ表示

ダイナミックレンジ表示は、補正後の表示とＲａｗ画像の表示を切り替えて使うことができます。
ヒストグラム表示画面には、Rawデータと補正データを同時に表示します。
ヒストグラム補正は、補正画面の任意な場所をタッチするとポイントが付き、ポイントに応じた補正が自動で反映されます。
ポイントはいくつでも追加できます。
ヒストグラム表示画面

また、削除もできます。

ポイントを指定して▽で移動できます。
ヒストグラム補正で使った補正値をAddをタッチしてプリセットに加えることができます。
補正画面

ライブ画像でも保存画像でも使えますが、ライブ画像で使った場合は、Saveされる画像はRaw画像となります。

ダイナミックレンジ表示
補正データとRawデータ

画像の保存は、Comp重ね合わせモードと同様に⑥Printをタッチして、プリント画面を表示させます。

⑦⑩⑧⑦画像フォーマットエリアから画像フォーマットを選びます。
⑧画像の解像度と保存DPIを指定することができ、⑨論文で指定されたDPIで保存することができます。

⑨Printをタッチすることで画像の保存が行えます。
＊画像はライブラリ→ドキュメント→MISVS II内の個別IDフォルダに保存されます。

⑩Openをタッチして保存フォルダを開くことができます。
⑥

お問合せ先

バイオツールズ株式会社

TEL 050‑3532‑8697

mail info@biotools.jp