Wellwash Family
マイクロプレートウォッシャー
Thermo Scientific Wellwash
Thermo Scientific Wellwash Versa

Wellwash／Wellwash Versa

扱いやすく自在に利用できるマイクロプレートウォッシャー
Thermo Scientific™ Wellwash™／Wellwash™ Versaはグラフィカルユーザーインターフェース、日本語を含む多言語設定、USBポートを装備した扱いやすいストリップマイクロプレートウォッシャーです。ウェル残液量を抑えてバックグラウンドを低減し、自動メンテナンス機能により安定した性能を維持することができる信頼性の高い装置です。

Wellwash
ELISA専用マイクロプレートウォッシャー

WellwashはELISA 用にデザインされたマイクロプレートウォッシャーです。Wellwashはプログラム設定が簡単なグラフィカルユーザーインターフェース、日本語を含む多言語設定を備え、効果的な洗浄プログラムを簡単にセットアップすることができます。

Wellwashは下記のアクセサリーを標準で備えています。
•1 × 8のウォッシュヘッド（1本）•ウォッシュボトル（1本）• 廃液ボトル（1本）

Wellwash Versaユニバーサルマイクロプレートウォッシャー

Wellwash Versa はELISA アッセイや細胞アッセイでの培地洗浄、384ウェルプレート洗浄にも対応した多機能マイクロプレートウォッシャーです。Wellwash VersaはWellwashの扱いやすさとさまざまなアプリケーションに対応した洗浄ヘッドやボトルオプション、設定パラメーターを利用して多彩なユーザーニーズに応じることができます。

Wellwash Versaは下記のアクセサリーを標準で備えています。
•1 × 8のウォッシュヘッド（2本）•ウォッシュボトル（2本）•

リンスボトル（1本）• 廃液ボトル（1本）

アクセサリー
製品名

1×8
ウォッシュヘッド

1 ×12
ウォッシュヘッド

2 ×8
セルウォッシュヘッド

1 ×16
ウォッシュヘッド

N10803

製品番号

N10800N10801

N10802

Wellwash

標準品

オプション

ーー

標準品（2個）

オプション

オプション

オプション（384ウェル専用）

Wellwash Versa

2

Wellwash／Wellwash Versaの特長
簡単で便利なユーザーインターフェース•ワイドカラー液晶画面で、扱いやすさが向上しました。

•

日本語を含む多言語設定が可能で、さまざまな洗浄プログラムの選択設定が簡単です（日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語から選択）。
Wellwashユーザーインターフェース メイン画面

信頼性と確実性のあるパフォーマンス
•非加圧式ポンプ採用で溶液の飛散や液垂れを防止。安全かつ確実な容量での分注、洗浄作業が可能です。

•

自動ソーク機能によって洗浄液の流路での詰まりを除去することができます。

•スイープ洗浄モードによってウェル内での洗浄液残量を最小1.5 µL 以下まで抑えます。

•

プレートセンサーがプレートの存在を検知し、不用意な洗浄操作を防止します。

•エアロゾールカバーで洗浄液の飛散を防止します。

Wellwashユーザーインターフェースパラメーター設定
画面

Wellwash Versaの特長
Wellwashの基本ユニットに拡張性を持たせたシステム•

最大3種類の溶液を用いた洗浄が可能です。

•

洗浄工程を効率化するダブルヘッド（2 × 8、2 × 12ヘッド：オプション）で洗浄操作を短縮できます。

•細胞アッセイでの培地洗浄が可能なセルウォッシュヘッドも用意しています。

•384ウェルプレートの洗浄が可能です（1 × 16チャンネル
ヘッド：オプション）。

•

大量のプレート処理に対応する大容量のボトルが利用可能です。

•

プレートスタッカーなどの自動化システムへの接続が可能です。

USBメモリーでプロトコルの共有やログ出力が可能

9 Lウェイストボトル

4 Lウォッシュボトル

Wellwash用ボトルスタンド
2 Lボトル2本置き

Wellwash Versa用
ボトルスタンド スクエア配置

Wellwash Versa用
ボトルスタンド ライン配置

N10804

N10817

N10818N10819N10820ー

オプションーー

オプション

標準品ーオプション

オプション

オプション

ブランクヘッド

カスタムボトル用
ボトルスタンド3

仕様
WellwashWellwash Versa

13

ボトル構成

2 Lウォッシュボトル、2 Lウェイストボトル

2 Lウォッシュボトル × 2、2 Lリンスボトル × 1、4 Lウェイストボトル× 1

洗浄ヘッド

1 × 8、1 × 12ヘッド

1 × 8、2 × 8、1 × 12、2 × 12、1 × 16、2 × 8セルウォッシュヘッド

最大ウォッシュボトル数

プレートタイプ

96ウェルプレート

96ウェルプレート

384ウェルプレート

50〜1,000 µL

50〜1,000 µL

20〜120 µL

ウォッシュボリューム
プライムボリューム

5〜100 mL

リンスボリューム

5〜100 mL

ディスペンスボリューム

50〜400 µL

50〜400 µL

分注正確性

20〜120 µL±10％（300 µL分注時）

ウェル残量

1.5 µL

データ接続

USBポート寸法（W × D × H）

345 × 385 × 240 mm

重さ

8 kg

9 kg

電源

100〜240 V、50/60 Hz、最大100 VA

Ordering information
製品番号

製品名

本体

5165000

Wellwashマイクロプレートウォッシャー

5165010

Wellwash Versaユニバーサルマイクロプレートウォッシャー （1 × 8ヘッド、2個同梱）

製品番号（1 × 8ヘッド）

製品名

Wellwash用

Wellwash Versa用◎アクセサリー

N10800

1 × 8 ウォッシュヘッド◎N10801

1 × 12 ウォッシュヘッド○N108022 × 8 セルウォッシュヘッド

N10803

1 × 16 ウォッシュヘッド○N10804

ブランクヘッド◎

N108114 L ウォッシュボトルA 丸型

N10814
N10817
N10818Wellwash Versa用ボトルスタンド スクエア配置

N10819Wellwash Versa用ボトルスタンド ライン配置

N10820

カスタムボトル用ボトルスタンド○○

9 L ウェイストボトル角型○○

Wellwash用ボトルスタンド 2 Lボトル2本置き○◎=標準付属○＝オプション
そのほかのオプションはお問い合わせください

詳細はこちらをご覧ください

thermofisher.com/wellwash

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
© 2018,2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc SPA25-C2303OB

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポート
オーダーサポート
営 業 部

0120-477-392
TEL：03-6832-6980
TEL：03-6832-9300

facebook.com/ThermoFisherJapanthermofisher.com○○

jptech@thermofisher.com
FAX：03-6832-9584
FAX：03-6832-9580@ThermoFisherJP○○○○