2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON

Received Signal Strength Indication Monitor

ハンディ RSSI モニター
TS03NKHA / TS03DTX

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
1/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
2/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
目次
Ⅰ. 設置場所を決める作業の流れ ...................................................................................... 4
Ⅱ. 環境ノイズを測定するには ............................................................................................ 5
Ⅲ. 受信機の適切な設置場所を決定するには ..................................................................... 7
Ⅳ. 他の機能について ........................................................................................................ 9
付録 A. RSSI 値と、モニターの DSPLY 値の対比表 ........................................................ 10
付録 B. 全体図............................................................................................................... 11
更新履歴 ......................................................................................................................... 16

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
3/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
Ⅰ. 設置場所を決める作業の流れ
理想的な設置場所は、
１．アンテナの周囲３０ｃｍ以内に物が置かれていないこと
２．通信している間に金属等の遮蔽物が存在しないこと
３．受信機が設置されている場所の環境ノイズレベルが低いこと
４．受信が成功した時の、信号レベルが高いことの４点ができるだけ確保されている場所になります。
天候しだいで感度が良くなったり悪くなったりすることはありませんが、雪でモジュールやアンテナ部分が埋まってしまうと感度は悪くなります。
また、パソコンなどの家電製品の近くは環境ノイズレベルが高くなります。
可能であるなら、家電製品の近くに設置するのは避けて下さい。
手順 1：送信機と受信機を設置する場所で環境ノイズレベルを測定して下さい。
手順 2：送信機から送信した信号を、受信機の設置場所で受信して、信号レベルを測定して下さい。
信号レベルが推奨値より大きければ、その場所が受信機の適切な設置場所になりますが、推奨値より小さければ、別の設置場所を検討して下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
4/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
Ⅱ. 環境ノイズを測定するには下記の手順に従って、送信機と受信機を設置する場所の環境ノイズレベルを測定して下さい。環境ノイズレベルが推奨値より大きい場合は、送信機と受信機の設置場所を変更して下さい。
環境ノイズレベルの測定中は、送信機の電源は切っておいて下さい。
計測中に送信機から信号が送信されると、信号レベルが環境ノイズレベルとして計測されてしまいます。
また、金属等の付近で計測すると、環境ノイズレベルが低くなりますが、送信機からの信号レベルも同様に低くなってしまうため、設置場所としては避けて下さい。

手順１：電源投入後のメインメニューから、最大／最小サーチを選択して下さい。

①電源を投入して下さい。

↑→↓←③右ボタンを押して下さい。

②上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
5/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
手順２：検索する時間メニューで、６０秒間を選択して下さい。

↑→↓←②右ボタンを押して、検索を開始して下さい①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

手順３：環境ノイズレベルの測定結果を確認する。

後半２桁でレベルを表示しています。
上ボタンを押すと、環境ノイズレベルが一番高いレベルが↑→↓←表示されます。
下ボタンを押すと、環境ノイズレベルが一番低いレベルが表示されます。

環境ノイズレベルの推奨値は、10 以下

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
6/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
Ⅲ. 受信機の適切な設置場所を決定するには送信機が送信した信号レベルを測定して下さい。信号レベルが推奨値より小さい
場合は、通信間の見通しの確保や、通信距離を短くするなどの対策を行って、推奨値より大きくして下さい。

手順１：送信機を設置場所に置き、送信ができる状態にして下さい。

手順２：電源投入後のメインメニューから、ID インスペクトを選択して下さい。

↑→↓←②右ボタンを押して下さい。

①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
7/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
手順 3：送信元ＩＤ設定画面は、００００を選択して、無条件受信モードにして下さい。

↑→

↓

←

②右ボタンを４回押して下さい。
0000 ではなく、ID を選択した場合は、その ID から送信された①上下ボタンを押して、表示をにして下さい。

信号のみ受信します。

受信が成功すると下図のように信号レベルが表示されます。

（例：信号レベル５２）
信号レベルが表示されている間に右ボタンを押すと、下図のように送信元のＩＤの表示に切り替わります。再度、右ボタンを押すと信号レベルの表示に切り替わります。
右ボタン（例：送信元ＩＤ１２３４）
信号レベルの推奨値（例：信号レベル５２）

16 以上※ 環境ノイズレベルより信号レベルの数値が大きくなるようにして下さい。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
8/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
Ⅳ. 他の機能について① シングルサーチ
環境ノイズレベルまたは信号レベルを計測できます。
シングルサーチで一定時間計測する方法が、一番高精度な分析結果になります。バースト的な環境ノイズまたは信号は他の機能では検出できない場合があります。
リアルタイム更新で表示する場合は、平均値が表示されています。
信号が送信されている時間が短い場合は、レベルが低く表示されますのでご注意ください。
② 最大／最小値サーチ
Ⅱの項目で使用した機能になります。
環境ノイズレベルまたは信号レベルを計測できます。
最大レベルと最小レベルを表示します。
③ レベルオーバーサーチ
環境ノイズレベルまたは信号レベルを計測できます。
閾値以上のレベルが計測され場合、そのレベルを表示します。
閾値は、各種設定メニューで設定できます。
④ ID インスペクト
Ⅲの項目で使用した機能になります。
当社の TS03NKHA／TS03DTX シリーズから送信された信号のレベルを計測します。
受信が成功した時に計測するため、環境ノイズレベルではなく信号レベルのみを計測します。
この機能で信号レベルが表示されない場合は、受信が失敗していることになります。
複数の送信機の中から、１つの送信機から送信される信号レベルを計測したい場合は、送信元 ID を設定すればその ID 以外から送信された信号は無視します。

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
9/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
付録 A. RSSI 値と、モニターの DSPLY 値の対比表
下記のシリーズから出力される RSSI 値(16 進)と、モニターの DSPLY 値(10 進)の対比表
・ TS03GRXRSSI(dBm)

DSPLY 値(10 進)＞ －６０ dBm

９９－７０ dBm

９８－８０ dBm

７２－９０ dBm

４６－９５ dBm

３３－１００ dBm

２０－１０５ dBm

９＜ －１１０ dBm

0

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
10/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
付録 B. 全体図
シングルサーチ

リアルタイムLEVEL←：前の項目へ

5 秒間
残り分数 残り秒数

60 秒間

最大値

LEVEL

平均値

LEVEL

最小値

LEVEL

↑：未使用
↓：未使用
→：中断し次の項目へ←：前の項目へ

1 時間
残り時間 残り分数

24 時間↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↑：未使用↑：切り替え↓：未使用↓：切り替え→：中断し次の項目へ→：再計測←：前の項目へ←：時間選択に戻る←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
11/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
最大／最小値サーチ

LEVEL

ワンショット↑：最大値を表示↓：最小値を表示→：再計測←：計測時間へ戻る（3 秒以上ボタンが押されないと、再び計測を開始する）

5 秒間
残り分数 残り秒数

60 秒間
↑：未使用
↓：未使用
→：中断し次の項目へ←：前の項目へ
1 時間
残り時間 残り分数

LEVEL

24 時間

↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↑：未使用↑：最大値を表示↓：未使用↓：最小値を表示→：中断し次の項目へ→：再計測←：前の項目へ←：計測時間へ戻る←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
12/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
レベルオーバーサーチ

LEVEL

ワンショット→：再計測←：計測時間の項目へ戻る（3 秒以上ボタンが押されないと、再び計測を開始する）

5 秒間
残り分数 残り秒数

60 秒間
↑：未使用
↓：未使用
→：中断し次の項目へ←：前の項目へ
1 時間

LEVEL

残り時間 残り分数
→：再計測

24 時間

←：計測時間へ戻る↑：未使用↑：前の時間へ↓：次の時間へ→：次の項目へ↓：未使用→：中断し次の項目へ←：前の項目へ←：前の項目へ

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
13/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
ＩＤインスペクト

送信元ＩＤ設定↑：選択桁の値＋１↓：選択桁の値－１→：次の桁、もしくは次の項目へ←：前の項目へ（0000 なら無条件受信）

LEVEL
受信成功

→：送信元 ID を表示←：前の項目へ（3 秒以上ボタンが押されないと、再び計測を開始する）

ID→：LEVEL を表示←：前の項目へ（3 秒以上ボタンが押されないと、再び計測を開始する）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
14/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
各種設定

リアルタイムの更新速度
速い

遅い

閾値の設定

LEVEL

↑：閾値＋１↓：閾値－１→：初期値に戻す←：前の項目へ（決定）※３分間操作が行われない場合は消灯しますが処理は行われています。
（何かキーを押す点灯します）

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
15/16

2018.7.17

Rev. 0.1

TS03 RSSI MON
更新履歴
Rev 0.1

2017/07/17

作成

製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような使い方は絶対にしないで下さい。

野村エンジニアリング有限会社
http://www.nomura-e.co.jp
e-mail:engineer@nomura-e.co.jp〒242-0023 神奈川県大和市渋谷 1 丁目 7-2 TEL:046-244-0041 FAX:046-244-3551
16/16