WFor Water

流量計測マニホールド(カルマン渦式流量計)

TPS25/32-K

TOFPINE

Flow measuring manifold (Karman vortex flow meter)

カルマン渦式流量計を搭載したトフパインシリーズです。
ヘッダ、バルブ、流量計をセットでご提供いたします。
■ 豊富なバリエーションで、お客様の様々なニーズにお応えします。
■ 設計工数、作業工数を削減いたします。
■■■

Tofpine Series with Vortex flow meter.
Header integrated with valve(s) and Vortex flow meter(s).
■ Unlimited variation to meet your needs.
■ Reduction in hours of design and work expected.
■

注意Caution

計測精度を保つため、接続される配管及び継手は、流路径と同等または流路径以上の内径のものを使用、配管は、IN側に5D(口径の5倍)の直管部を設けて下さい。
キャビテーションが発生しないように、流量計出口側には負荷を設置し背圧が掛かるようにしてください。

To ensure measurement accuracy, diameter of pipeline or coupling should be similar or larger than that of flow meter. For installation into inlet, use straight pipe with 5D. Apply back pressure to prevent cavitation from occurring.

型式 Model number selection
本管 Main-Port

本管 Main-Port

分岐 Sub-Port

分岐 Sub-Port

本管規格
Main-Port std.

表示/出力 バルブ サプライ/リターン 連数
Display / Output
Valve Supply / Return # of port

接続口 取付姿勢 オプション
最大流量 口径 継手形状 口径Max. flow Connection size Fitting Options Connection size Inlet side Mounting direction OptionTPS- K-- B--

各分岐が異なる場合、向かって左より記載。

Identify model number(s) based on configurations from left.

--

特殊項目
For specialized item

表示計 Flow indicator ＊5
予備ポート Spare port ＊6

記入例 e.g. : TPS25-KG-S3-B20-03-A05B-D-5RT＊1：ご使用条件により選定できる連数が限定されます。お問い合わせ願います。
オプション欄に表示計オプション記号を記入して下さい。
＊2：EM40、EM45シリーズ搭載の場合、オプション欄に変換器のオプション記号を記入して下さい。
＊3：電圧出力の場合、＊4：各分岐の最大流量や口径が異なる場合は、向って左側より記載してください。
例）「B5/10」として位置は図面で示す。
オプション記号を記載願います。
＊5：表示計・変換器のページを参照し、
形状「A」
・・・別置きの表示計を流量センサの数量分添付。
形状「G」or「R」・・・表示計or変換器を搭載。対象：EM30、EM40、EM45、EX30シリーズ＊6：予備ポートの数量または位置を下記のように記載願います。
予備ポートを示す記号「P」と数量を記載願います。
（予備ポートの位置は別途図面等で示します。）
例1)「-P2」・・・系統数の内、2系統を予備ポートとする。
＊1：Number of sub-port is limited depending on applications. Consult with us regarding this.
＊2：For using EM40 or EM45 Series, specify an optional symbol in Option.
＊3：For voltage output, specify the optional symbol of the Converter in Option.
＊4：In case that there are some variations in flow ranges and connection sizes, specify them from the left channel when looking at this product.
e.g.) Specified as “B5 / 10” in model number(s) with details described in a drawing.
＊5：Refer to Digital meter / Converter Page for optional symbol(s)Shape “A”: The same quantity of remote display(s) are supplied as that of flow sensor(s)Shape “G” or “R”: Display(s) or converter(s) is mounted. Mountable product Series is EM30, EM40, EM45 and EX30.
01＊6：Number of spare port(s) or position(s) should be specified as follows.
Specify “P”, which stands for Spare port, and the quantity of P. (Spare port position(s) are described in a drawing)
02
e.g. “-P2”:, 2 ports are regarded as Spare out of the available ports.

LRBDLR

Rc3/4
04
Rc105
Rc1 1/406
アダプタのみ Adapter only
エルボ Elbow
バルブ Valve
エルボ＋バルブ Elbow + valve

AL
VLV

04
R3R4

Rc1/4
Rc3/8
Rc1/203

底面取付 Installed on bottom side
D
背面取付 Installed on back sideB
向って左側 Left side when looking at system
向って右側 Right side when looking at system
背面 Back side
底面 Bottom side
左右 Left and right

Rc3/4
R1/2
R3/4

本管規格25Aのみ対応可
Available for the TPS25 Series only.
＊4Max.
下記分岐流量の最大流量を記入 Max. flow rate for sub-port selected from the available flow range below
連数 # of port 連数を記入(7連以上要相談) Shows here # of port (Consult with us for 7 ports or more)

AS

サプライ用 For supplyR

リターン用 For return

無記入 Blank

バルブ無し With no needle valve

V

ボールバルブ With ball valve

B

アダプタ付ボールバルブ Ball valve with adapter

L

L型ニードルバルブ L type with a needle valveNストレートニードルバルブ With straight needle valve

バルブは流量計のOUT側に付きます。
V、Lはリターン用で選択不可
Valve(s) is installed at the outlet side of flow meter(s)V and L are not available for Return.

パルス出力 Pulse output
標準：EM30DT搭載 Std. : With Indicator EM30DT

G表示計搭載 With Indicator ＊2

R

アナログ出力（変換器搭載）Analog output (Convertor-mounted models) ＊3 標準：EX30AR-I搭載（4-20mA出力）Std. : With analog converter EX30AR-I
分岐接続口径 Sub-Port connection size

分岐流量 Sub-Port flow

サプライ用バルブ付 Valve for Supply
V, L

2532078

1〜10L/min
2〜20L/min ＊1
5〜50L/min ＊12023

Rc3/8, 1/2
Rc1/2, 3/4

リターン用バルブ付 Valve for Return バルブ無し
B, N

Rc1/4〜1/2, R1/2
Rc3/8〜1/2, R1/2
Rc1/2〜3/4, R1/2

With no valve

本管口径
Main-Port connection size
Rc3/4, Rc1
Rc1, Rc1 1/4

W
液体用仕様 Specifications±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa(G) at 50℃

使用流体温度 Operating fluid temperature

A type : Max. 90℃ , G/R type：Max. 50℃

使用環境温度 Ambient operating temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

流量計測マニホールド

流量精度 Flow accuracy

電気仕様 Electrical specifications
A type

パルス出力 Pulse output

プッシュプルトランジスタ出力 Max. DC33V Max. 5mA Push-pull transistor output ... Max. DC 33V, Max. 5 mA

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC5〜24V±10％

比較出力 Comparative output

NPNオープンコレクタ Max. DC35V 100mA Max. 2点 NPN open collector Max. DC 35 V 100 mA Max. 2 points

G type 表示 Indication

LCD4桁, 流量表示（瞬時値）4-digit LCD display for flow rate (instantaneous value)

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 90mA Max.

比較出力 Comparative output

リレー出力(C接点）Relay output (Contact C) Max.DC30V 100mA Max. 2点 Max. 2 points

R type アナログ出力 Analog output

TPS25/32-K

4-20mA 負荷抵抗300Ω以下 Load resistance: Below 300 Ω

電源/消費電流 Power source / Current consumption

DC24V±10％ 65mA Max.

※ G、Rタイプのオプション仕様については、各ページをご確認ください。Refer to Digital meter / Converter Page for G & R Type.

配線 Wiring diagram
A typeAWG 24(0.2mm2)

G type ※AWG 28(0.08mm2)

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

内容 Function

線色 Cable colors

R typeAWG 26(0.1mm2)

茶 Brown＋DC V

黄 Yellow

CP1

青 BlueGND

白 White-緑 Green

CP2

茶 Brown

アナログ出力 Analog output

青 Blue

パルス出力 Pulse output

白 WhiteCOM

黄 Yellow

CP1（N.O.）

黒 Black

GND

黒 Black

GND

橙 Orange

CP1（N.C.）

灰 Gray

-

赤 Red

＋DC V

緑 GreenCP2（N.O.）

紫 Purple

CP2（N.C.）

白 WhiteCOM

黒 BlackDC 0V

赤 Red

DC ＋24V※ EM30DTの仕様です。EM40、EM45シリーズは、詳細ページを参照願います。The above pin assignments are used for
EM30DT. Refer to Digital meter / Converter Page for detail of EM40 and EM45.

構造図 Structural drawing
組み合わせ参考例
Example configurations

B

JΦ

CCCCB

A

④④④④⑦⑦⑧⑧

サプライ用
For supply④④⑦⑥G1R

G2

リターン用
For return

④⑧④
A

G3G1

R

G2

G3FF

GGI

H

HIA⑤

ΦJ

4×DE

DE

4×①②③③

材質 Materials
No.
A

2

マニホールド部 Part of the manifold

SCS13G13

本管プラグ Main-Port plugSCS13G24分岐アダプタ Sub-Port adapter

SCS13

G35L型ニードルバルブ L type with a needle valve

SCS13 他 etc.

6ボールバルブ Ball valve

8SCS13 他 etc.
ストレートニードルバルブ Straight needle valve SCS13 他 etc.
連結ボールバルブ A coupled ball valve
SCS13 他 etc.

RFlowmeter

材質 Material
SCS13

流量計

名称 Names of parts
本管アダプタ Main-Port adapter

7①

寸法表 A table of Dimensions

1No.

②

名称 Names of parts

材質 Material

パルス出力 Pulse output

SCS13 他 etc.

EM30DT搭載 EM30DT mounted SCS13 他 etc.
EM40ET搭載 EM40ET mounted SCS13 他 etc.
EM45RT搭載 EM45RT mounted SCS13 他 etc.

型式
Model numberselection

AB

C

DE

F

G

H

I

J

TPS25 20 26.5 47 60 (70) 26.5 56 72 58 4.8
TPS32 24 36

66 76 (90) 34 66 82 59

6

アナログ出力変換器：EX30AR-I
SCS13 他 etc.
Analog Converter: EX30AR-I

2023079