XCamView

簡易説明書

XCamView

P-1（4K Tribrid Camera 内臓ソフトウエア）
4K Tribrid Camera 仕様
センサー
HDMI 出力コントロール
設定項目
画像保存
静止画保存
動画保存
静止画再生
動画再生
付属品
XPTOP8MPA-4kTFT
XPTOP8MPA

裏面照射 CMOS Sony IMX334
1/1.8inch 3840x2160 829 万画素
3840x2160 60fps 1920x1080 60fps
カメラ内蔵ソフト or PC コントロール
Exposure,Gain,Whitebalance,
明るさ、色目、ノイズ除去、計測ソフトウエア内蔵、他
SD カード、USB フラッシュメモリー
800 万画素
4K 30fps MP4
カメラ単体で再生可能
保存画像とライブ画像を分割比較
カメラ単体で再生可能
カメラ本体、AC アダプター、USB マウス
HDMI 2.0 ケーブル、USB 2.0 A-A ケーブル
PC 用ソフトウエア、SD カード
4K 13.3inch TFT モニター、スタンド内蔵
モニターなしモデル

４K Tribrid Camera 設置と起動

１、モニターをカメラに固定します。
２、Ｃマウントアダプターとカメラを接続してから顕微鏡に取り付けてください。
３、HDMI ケーブルを使ってカメラとモニターを接続します。
４、AC アダプターと電源分岐ケーブルを接続してください。
５、電源分岐ケーブルの TypeC コネクタをモニターに接続します。
６、電源分岐ケーブルの DC プラグ（丸形プラグ）をカメラに接続してください。
７、SD カードを SD カードスロットへ、もしくは USB メモリーを USB2.0 コネクタへ接続してください。
注：USB メモリーをご使用の場合は、SD カードを入れないでください。
８、カメラの ON/OFF ボタンで起動します。
９、カメラの起動と連動してモニターが ON-OFF されます。
以上で設置と起動が完了です。
カメラとモニター接続

モニターをカメラに固定

AC 入力
AC アダプター分岐ケーブル使用

HDMI ケーブル
カメラよりの入力

USB マウス接続

Ｃマウントアダプターは別売となります。

USB キーボード or
Wi-Fi アダプター接続
USB Video

PC 接続

HDMI ケーブル モニター接続

接続後、正面からモニターは、単独で自立します。

電源インジケーター
・赤：待機状態
・青：稼働中SD カード挿入口
AC アダプター接続
有線 LAN 接続

電源 On-Oﬀ スイッチ

お問合せは、

info@biotools.jp バイオツールズ株式会社

XCamView

各種操作パネル

P-2◇初期画面
メジャーメントツールバー
カメラコントロールパネル

モニターは、カメラと連動して電源がつきます。
電源 ON されてから画像が表示されまで７〜８秒お待ちください。

各種操作パネルは、マウスポインターの移動で表示します。
画面左：カメラコントロールパネルを表示
画面下：ビデオウインドウの表示
画面上：メジャーメントツールバーの表示
ビデオウインドウ◇カメラコントロールパネル
Snap：写真撮影、同時に保存
Record：動画の撮影、終了後保存
Auto Exposure：自動露光（露光時間とゲインの自動制御）
Exposure Compensation：自動露光のターゲット設定
Gain：ゲイン設定（センサー感度調節）
Auto：ホワイトバランスの自動制御
Manual：ホワイトバランスの手動設定
ROI：ホワイトバランスを任意の場所で設定
Red：赤色補正
Green：緑色補正
Blure：青色補正
Sharpness・Denoise・Saturation・Gamma・Contrast・Brihtness：各種手動設定
DC・AC(50Hz)・AC(60Hz)：フリッカーノイズ除去
Default：初期設定に戻す◇メジャーメントツールバー
123

4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
5各種測定項目の表示と選択を行います。
抜粋説明
3：メジャー単位表示
4：対物レンズ選択
5：選択ツール（測定表示の選択）
27：スケールバー表示（４種類から選択 )28：矢印描画（説明用矢印）◇ビデオウインドウ
37

34

35

38

39

40

36

29：キャリブレーション（測定用校正、対物レンズごとに校正）
30：測定結果の CSV 保存
31：各種設定（各種設定の変更）
32：削除
34：拡大（モニター上での拡大）
33：イグジット（測定の終了）
35：縮小（モニター上での縮小）
36：左右反転（接眼とモニター表示合わせ）
37：上下反転（接眼とモニター表示合わせ）
38：白黒表示39：フリーズ（表示画像の固定）
41 42 43 44 45
40：グラチクル（モニター画面に格子表示）
41：オーバーレイ
42：比較表示（Live 画像と保存画像を左右に並べて表示）
43：保存フォルダの表示（撮影された画像確認）
44：各種設定（各種設定の変更）
45：ソフトウエアバージョン表示

測定表示コントロールパネル
矢印ツール；測定位置補正：測定表示の色変更（５選択ツールで指定してから）：測定表示の削除（５選択ツールで指定してから削除）

XCamView

画像・動画の撮影

P-3◇明視野撮影ホワイトバランス

１
２
３

参考：ホワイトバランスをとる方法として、ROI を使って画面に□を表示させてホワイトバランスをとる場所にドラッグして確定することもできます。
この場合でもホワイトバランスを確定後、固定するために Manual にチェックを入れることをお勧めします。

撮影

◇蛍光撮影

１ 蛍光サンプルでも明視野でホワイトバランスをとり、固定します。
２ Auto Exposure で蛍光画像がきれいに表示されたら Snap で撮影します。
＜蛍光画像がノイジーな場合＞
３ Auto Exposure を解除します。
４ Gain と Exposure を調節 (Gain↓、Exp↑) して画像をきれいにします。
５ バックが高い場合は、Contrast もしくは Gamma で調節してください。
６ Snap をクリックして撮影保存します。

◇動画の撮影
録画開始

１２
３

録画終了

撮影画像・動画の表示
１

ホワイトバランスをとります。
・Auto でサンプルの無い場所に合わせて Manual をチェックして固定します。
・視野をサンプルに移動してください。
Auto Exposure を解除し露光時間を固定します。
※Auto Exposure の場合、サンプルの位置ごとに明るさを変更してしまう為、固定したほうが実際の見え方に近くなります。
Snap をクリックして撮影・保存します。

モニター上で、顕微鏡画像を整えます。
Record をクリックして録画を開始します。
録画の終了は、もう一度 Record をクリックしてください。

拡大・比較画像の表示

ポインターを画面下に合わせてビデオウインドウを開きます。

◇撮影画像・動画の表示

保存フォルダ内パネル

１
２
３
４

フォルダマークをクリックして、保存フォルダを開きます。
SD Card をダブルクリックします。
Picture もしくは Video フォルダより画像を選んでダブルクリックします
戻るにはで一つ前に戻るかで Live 画面まで戻ります。

１２
３
４マークをクリックして、保存フォルダを開きます。
Picture フォルダより画像を選んでダブルクリックし２画面を表示します。
左が保存画像、右が Live 画像です。
左右の画像の動きはシンクロしているので、をクリックして画像を動かすことができます。
戻るにはで Live 画面まで戻ります。

◇比較画像表示

５メジャーキャリブレーション※メジャーメントツールバーはポインターを画面の上にすることで表示できます。

１ 顕微鏡に Stage マイクロメーターをセットします。
２ ポインターを画面上にしてメジャーメントツールバーを表示します。
３をクリックしてキャリブレーションテーブルを表示します。
４ 標準スケールが表示されるので、左右をドラッグしてメジャーに合わせます。
キャリブレーションテーブル
５ Maguniﬁcation プルダウンから対物レンズを選びます。
６ Actual Length ウインドウをクリックしてキーボードを表示します。
標準スケール
７ マイクロメーターで合わせた数値を入力して、単位を選択します。
８ OK をクリックすると保存されます。
キーボード
９ 対物レンズを変えて、同じ作業を繰り返してください。
10 終了しましたら × でウインドウを閉じて、登録が完了です。
（注：キャリブレーションデータは、設定の Magniﬁcation に入っています）

XCamView

レイヤーの表示P-4※メジャーメントツールバーはポインターを画面の上にすることで表示できます。

◇ スケールバーの挿入
１２３４５〇 からプルダウンで対物レンズを選びます。

※リストにはキャリブレーションで登録した対物レンズが表示されます。
スケールバーをクリックします。
Length に任意のサイズを入力し、Angle で角度を決めます。
スケールバーは、ドラッグにより任意の位置に移動できます。
撮影が終了しましたら、レイヤー上の測定結果を消す必要がある為、をクリックしてスケールバーを消去してください。

◇ 測定・計測

１ 〇 からプルダウンで対物レンズを選びます。
※リストにはキャリブレーションで登録した対物レンズが表示されます。
２ 測定の項目を選んで測定してください。
３ 測定は、始点でクリック終点でクリックで行います。
４ 繰り返し測定を行うことができます。
５ 測定画面の数値結果ををクリックで CSV 形式で保存できます。
６ 計測が終了しましたら、レイヤー上の測定結果を消す必要がある為、をクリックして測定結果の全てを消去してください。
※レイヤーを挿入した画像を保存する際は、2 つのモードから保存方法を選択してから保存してください。
モードはスパナ
より設定画面を開き、Image Format にある Measurement Object Saving Method から選択してください。
・Burn In Mode…このモードで保存した画像は編集ができませんが、画像とレイヤーが一つのデータとして保存されるため、本ソフトや Toup View 以外のソフトでも画像の確認ができます。
・Layered Mode…このモードで保存した画像は本ソフトや Toup View で編集ができますが、それ以外のソフトではレイヤーに書かれたスケールバーや測長画像の確認ができません。

各種設定こちらからキャリブレーションの修正・削除ができます

変更後は、再スタートがかかります。

１

ポインターを画面下に移動してビデオウインドウを表示します。

２をクリックして設定テーブルを表示します。
各種基本設定Measurement：測定・キャリブレーションの設定
Magniﬁcation：計測のキャリブレーションの保存場所
Image Format：画像のフォーマットの選択
Video：動画再生の設定
Storage：保存メディアの設定
Time：時間の設定（設定の保持ができません、電源 OFF でリセットされます）
Language：表示言語の設定
Miscellaneous：その他の設定
設定変更を反映させるには、右下の Apply をクリックします。
カメラが再起動され、設定変更が有効になります。

３
４

Wi-Fi 設定
4K Tribrid カメラは、Wi-Fiを使って、WindowsコンピューターやAndroidタブレットおよびiPadなど接続して画像の撮影ができます。
準備
コンピューターは添付 USB から、Android タブレットおよび iPad は Play Store などから
ToupView ソフトウエアをダウントードしてインストールしてください。
１
２
３
４
５

USB2.0 ポートに付属の USB Wi-Fi アダプターをさします。
コンピューターの Wi-Fi 設定から XCAMTOP4K8MPA の SSID を探します。
接続をクリックして WEP キー 1 2 3 4 5 6 7 8 を設定します。
以上、Wi-Fi 接続が完了します。
コンピューターの ToupView ソフトウエアを立ち上げてカメラを指定してください。

SSID

USB Wi-Fi アダプター