Ampliﬁcation: サーマルサイクラー

1000シリーズ サーマルサイクラー

Advancing PCR Together

1000シリーズ特長：Fast / Friendly / Flexible

CFX384TM TouchリアルタイムPCR解析システム

C1000 Touchサーマルサイクラー
2×48 well リアクションモジュール

1

Fast

：速くて早い2

Friendly ：ユーザーフレンドリー3

Flexible ：フレキシビリティー

2

Bio-Rad Laboratories

CFX96TM TouchリアルタイムPCR解析システム

S1000サーマルサイクラー
96 well リアクションモジュール

・新設計軽量ブロックにより5℃ /秒（96well）のFast-PCR対応
・設定温度到達後、10秒で±0.4℃に達する卓越した温度均一性
・温度グラジェント機能により実験条件最適化の時間を削減
・プロトコールオートライターにより、素早いプログラミングを実現（C1000 Touch）

・C1000 Touch搭載の操作しやすい8.5インチカラー大型ディスプレイ（C1000 Touch）
・USBフラッシュメモリーによりプロトコール簡単移動（C1000 Touch）
・USBマウス・キーボードを接続可能（C1000 Touch）
・パワフルな大型ファンが高い静粛性を実現

・96well Fast/96 Deep well/2×48well/384wellの多彩なリアクションモジュール
・C1000 TouchはリアルタイムPCRシステムへアップグレードが可能
・USB接続によりS1000を最大3台にC1000 Touchからコントロール可能・PCからC1000マネージャーソフトウェアを用いてコントロール可能

1

Fast

速くて、早い ～ 高 速 化

科学においても競争が激化する現在、多くの研究者は成果をより早く得たいと熱望しています。そのため個別の実験においても素早く結果を出すことが求められています。
しかし、PCRにおいては多くのステップが結果を得るまでに存在します。: プロトコルを設計して、プログラムして、PCR条件を最適化し、実際にプログラムを実行して、結果を分析するなどのステップが必要です。
バイオ・ラッドは研究者にとって真に重要な「成果を早く得る」という点にフォーカスしてPCR実験過程のあらゆるステップを促進す
るサーマルサイクラーを開発しました。
新設計軽量ブロック：軽量化ハニカムサンプルブロックにより5℃ /秒（96well Fast）のFast-PCR対応します。
卓越した均一性：設定温度到達後、10秒で±0.4℃に達する卓越した温度均一性を実現しています。
温度グラジェント機能：一度のPCR反応でアニーリング条件を決定するため、PCR最適化ステップを短縮します。
プロトコールオートライター：ご使用になるポリメーラーゼ・プラ
イマーやPCR産物長に基づいてPCR条件を簡単に最適化することができます。

卓越した均一性
PCRの時間と効率は各温度ステップの精度に依存します。
信頼性の高い、再現性のある結果を得るためには、各PCRステップ
ですべてのwellが高い温度均一性を維持することが重要です。1000
シリーズサーマルサイクラーは、各温度ステップのみならず、ステッ
プ間の加熱/冷却中でさえ、すべてのwellで高い温度均一性を維持するために、6個の独立制御されたサーモモジュールを搭載しています。
目的温度への迅速な到達
PCRの反応時間に影響する主要因は、①平均温度ランプ速度に従う
目的温度までの到達時間と②サンプルブロック全体が均一温度に達するまでの時間です。
①目的温度までの到達時間：通常、温度制御速度は温度上昇/下降
中の間、かなり変動しますので、最大ランプ速度は目的温度までの到達時間にあまり影響しません。1000シリーズサーマルサイクラーの特許軽量化ハニカムブロックにより、平均ランプ速度が向上しているため、より早く目的温度に到達することが可能です。
②サンプルブロック全体が均一温度に到達する時間：さらに1000シ
リーズサーマルサイクラーでは温度上昇下降中も各ウェルの温度が厳密にコントロールされているため、標準的なサーマルサイクラー
が目的温度到達後、全ウェルが±0.5℃以内の範囲に到達するまで30秒かかるのに対して、1000シリーズでは目的温度到達後、10秒以内に全ウェルが±0.4℃以内に収まる卓越した均一性を持っています。そのため、1000シリーズサーマルサイクラーではより短い
PCR時間と再現性の高い増幅を実現します。

90

Temperature, °C

85
80
75
70
65
60
55
0

特許取得*の軽量化ハニカムサンプルブロックは、標準ブロックより30%体積を削減することで迅速な過熱/冷却が可能になりました。この新設計ブロック
により最大ランプ速度のみならず、平均ランプ速度が向上しているため、PCR
反応全体にランタイムを大幅に短縮されます。

20

40

60

80

100 120
Time, sec

140

160

180

200

1000シリーズサーマルサイクラーの卓越した均一性：1000シリーズサーマル
サイクラーの96wellブロックの任意の15ポイントを測定した結果
特許取得*の軽量化ハニカムサンプルブロックにより、PCRステップ中だけでなく、ステップ間の温度上昇/下降中も均一性を持つため、目的温度到達後、10秒以内に±0.4℃になる卓越した均一性を持つ。

U.S. Patent 7,632,464.

Bio-Rad Laboratories31

速くて、早い ～ 短 時 間 化

Fast

温度グラジェント機能
1000シリーズサーマルサイクラーの3種類のリアクションモジュー
ルはすべて温度グラジェント機能を備えています。
96well Fast、96Deep wellおよび2×48well リアクションモジュール
では8段階の温度グラジェント、384wellでは16段階の温度グラジェ
ントが搭載されています。
この温度グラジェント機能により、1度のPCRでアニーリング温度の最適化やプライマーの温度安定性の評価をすることができるた
め、PCR条件の最適化の時間を大幅に短縮することができます。

濃度［Mg++］

2

3

Primer 濃度

4

5

6

7

Taq 比較濃度

8

9

1000シリーズサーマルサイクラーの温度グラジェント機能
96well Fast、96Deep well、2×48well リアクションモジュールでは8段階、
384well リアクションモジュールでは16段階の温度グラジェント機能を搭載。
96well リアクションモジュールの場合には、12wellが同じ温度になるため、横方向にプライマー濃度やMg2+濃度の検討し、縦方向に8段階の温度グラジェ
ントでアニーリング温度の検討をすることが1度の反応で検討可能。

10 11 12

A
B
C
D
E
F
G
H

HotterCooler

Amplification Curve

1000シリーズサーマルサイクラーの温度グラジェント機能を用いて、8段階のアニーリング温度を検討することによって、1度のPCR
実験で最適なアニーリング温度を決定することができます。
1000シリーズの温度グラジェント機能はダイナミック・ランピン
グを使用します。このダイナミック・ランピングは、すべてのwellが同じ保持時間となるように各行のランプ速度を自動調整します。
その結果、8段階すべての行で温度保持時間が同一に保たれるため、
適切なアニーリング条件の検討が可能になります。
70

67°C
RFU

Temperature, ℃

60
55
50

40
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
秒

ダイナミック・ランピングと均一性
各色の線は温度グラジェントの実測値。グラジェント幅 65℃〜 45℃の結果。
ダイナミック・ランピングと均一性
各 8 段階のグラジェントは保持時間が同一になっています。
各色の線は温度グラジェントの実測値。グラジェント幅65℃～45℃の結果。

各8段階のグラジェントは保持時間が同一になっている。

ダイナミック・ランピングと均一性

Bio-Rad Laboratories

30
25
20

0

10

20

30

40

1

104

30

103

25

2

3

4

5

6

E = 98.7%

20

102

15
0

10

20

30

1

40

104

30

103

25

2

3

4

5

6

E = 93.6%

20

102
10

45

4

102

10

65

E = 68.3%

35

103

10

62°C

40

CT

ダイナミック・ランピング

Standard Curve

104

CT

RFU

56°C

CT

PCR条件検討法

RFU

1

15
0

10

20
Cycles

30

40

1

2
3
4
5
log starting quantity

6

温度グラジェント機能を用いたアニーリング温度の検討
GAPDHを含むプラスミドで10倍希釈系列（106～10コピー）を作成したサンプ
ルを温度グラジェント機能を用いて55～68℃でアニーリング温度を検討した結果。1度のPCRで上図に示したように62℃が最適アニーリング温度であると判明した。（CFX96 Touch使用）

プロトコールオートライター
C1000 TouchにはPCR産物サイズとアニーリング温度を入力するだけで自動的にプロトコールを作成する「プロトコールオートライ
ター」機能が搭載されています。
C1000 Touchの「Protocol AutoWriter」キーを押す設定画面が1画面で表示されます（右図）。タッチ操作により、ポリメラーゼの種類を選択して、PCR産物長およびアニーリング温度を選択して、さらにプロトコール速度をStandard/Fast/Ultrafastの3種類から選択することができます。
定性的な実験ではUltrafastで実験時間を短縮し、PCR産物の量が欲しい時はStandardを選択することができます。（下図参照）
Runボタンにタッチすればにプロトコールオートライターが作成したプログラムが表示され、プログラムを実行したり、保存したりすることができます。
このプロトコールオートライターによりPCR実験の条件検討時間を大幅に短縮することが可能になります。

1

2

3

プロトコールオートライターにより、素早いプログラミングを実現
C1000 Touchではプロトコールを自動的に作成するプロトコール
オートライター機能を装備しています。
酵素の種類、PCR産物長（bp）、アニーリング温度を入力して、プ
ロトコールを「Standard」「Fast」「UltraFast」の3種類から選ぶだけで、自動的にPCRプロトコールが完成します。

iProof™ High-Fidelity DNA Polymerase
S

F

U

M

S

F

U

S

F

U

M
—20 kb—10 kb

in
m

in

hr

hr
2

U

2

hr
5

F

8

m

in

58

m
28

m
18

hr

hr
1

1

hr
2

58

in

in
m

in

in
m

38

43

in
m

43

m

in
m
58

2 kb—

iTaq™ DNA Polymerase
M

S

F

U

S

F

U

S

in

in

in

in

in

in

in

in

m

m

m

m

m

m

m

m

49

30

99

63

36

96

51

34

in
m
79

—501 bp—261 bp—167 bp

プロトコールオートライターで作成したプログラムのStandard（S）、Fast（F）、Ultrafast（U）の結果比較
2kb,10kb,20kbの断片をiProof DNAポリメラーゼで増幅した（上図）、ヒトゲノ
ム由来の産物を増幅した（下図）。それぞれを増幅後、アガロース電気泳動で確認した例。S/F/Uそれぞれ増幅されているが、増幅時間が長いSの方がバン
ドが濃いのでPCR産物が大量に増幅されていることを示している。

Bio-Rad Laboratories

52

Friendly

ユーザーフレンドリー

C1000 Touchの操作しやすい大画面8.5インチカラー大型ディスプレイ
C1000 Touchは8.5インチカラーディスプレイ搭載しているため、一目でプロトコールを確認したり、プロトコールの編集、ファイル操作が簡単にできるようになっています。下図は実寸大です。
C1000ではUSBフラッシュメモリーによりプロトコールが簡単移動でき、さらにUSBマウス・キーボードを接続可能なためプロトコールの編集作
業が簡単に行っていただけます。

C1000 Touchサーマルサイクラーの実寸大画面

USBフラッシュメモリに対応
C1000にはデータ管理用のUSBポートがあります。フラッシュ
メモリへのデータ保存が可能になり、利便性やセキュリティの向上を実現。C1000背面にある4つのUSBポートにはUSBマウスやキーボードも接続可能。

6

Bio-Rad Laboratories

3

Flexible

フレキシビリティー（拡張性）

96well Fast/96 Deep well/2×48well/384wellの多彩なリアクションモジュール

最良のコンビネーション～
C1000TouchとS1000のコンビネーションシステム

1000シリーズには4つのリアクションモジュールがあり、サンプル数や実験系に応じて簡単に使い分けていただけます。
ブロックはどなたでも簡単に交換でき、工具は必要ありません。さらに、C1000 TouchではCFX96/384Opticalモジュールを追加することにより簡単にリアルタイムPCRシステムへアップグレードが可能です。

C1000にUSBケ ー ブ ル でS1000を 最 大3台 を 接 続 す る こ と に よ り
S1000をC1000 Touchの子機として、C1000からコントロールすることが可能になります。C1000 Touchには96wellブロックで、サン
プル処理数を増やし子機であるS1000には2×48wellブロックを装備することにより、研究室内の多人数で共有することができるようになります。

C1000 Touch＜リアクションモジュール＞
サンプル数
推奨サンプル容量

S1000

S1000

S1000

96well Fast
リアクションモジュール

96Deep well
リアクションモジュール

2×48well Fast
リアクションモジュール

384well
リアクションモジュール

96×0.2mlチューブ
96wellプレート

96×0.2mlチューブ
48×0.5mlチューブ
96wellプレート

2×48×0.2mlチューブ
2×49wellプレート

384wellプレート

10～50μl

10～125μl

10～50μl

3～30μlPCからのコントロールが可能— C1000マネージャーソフトウェア
PC上でプロトコールの作成/編集することができます。またPCで作成したプロトコールファイルをUSBメモリを介してC1000 Touch
サーマルサイクラーへ移動することも可能です。
C1000マネージャーソフトウェアを用いることにより1台のコンピュータから最大32台の1000シリーズサーマルサイクラーを制御することが可能になります。（8台のC1000 Touchと各C1000に3台のS1000を接続した場合）PCから直接、PCにUSBケーブルで繋がれたサーマルサイクラーへプ
ロトコールを実行させることができます。
各ブロックごとにPCR実行状況をPCからモニターすることができます。
ラン終了時にメールにてお知らせすることができます。

Bio-Rad Laboratories

7Advancing
qPCR Together
バイオ・ラッド社の 1000 シリーズサーマルサイクラー装置ならお客様が望む実験をお客様が望むやり方で実行でき、実験を思いどおりにコントロールできます。1000
シリーズは研究者独自のニーズに合わせて構成できる高性能装置です。まずは C1000
Touch サーマルサイクラーか S1000 サーマルサイクラーからお選びください。2 つのサーマルサイクラーの組み合わせも可能です。さらに、2 通りのリアルタイム
PCR 用リアクションモジュールを含む多数の交換可能リアクションモジュールからリアクションモジュールをお選びください。C1000 Touch サーマルサイクラーでは直感的なタッチスクリーンインターフェイスを使用し、グラジェント機能により
PCR アッセイを最適化し、USB フラッシュドライブを使ってファイルやデータを転送することができます。どのようなシステム構成であれ優れたサーマルパフォーマ
ンスが得られ、扱いやすく頼りになる装置が正確な結果と研究の進展にともない拡張できる柔軟性を提供します。

8

Bio-Rad Laboratories

Bio-Rad Laboratories

9サーマルサイクラー

A Premium Instrument for PCR
C1000 Touchサーマルサイクラー
C1000 Touchサーマルサイクラーはバイオ・ラッドのサーマルサ
イクラーのフラッグシップです。Fast PCRに対応していて、信頼性の高い結果のために比類なき性能を発揮します。「プロトコール
オートライター」は、迅速にプロトコールを最適化します。さらに
S1000をUSB接続することにより、C1000 TouchからS1000をモニ
ター・コントロールすることも可能です。
C1000 Touchサーマルサイクラーは1000シリーズに備わったすべての特長を実現する強力なサーマルサイクラーです。

・CFX96 / CFX384オプティカルリアクションモジュールを使ってリアルタイムPCR実験を実行。
・プロトコールオートライターを使って反応速度を最適化。
・大型8.5インチカラータッチスクリーンディスプレイと直感的なグラフィカルプログラミングによりプロトコールの作成、閲覧は簡単。
・データログ、ランレポートにより速やかにトラブルに関する答えを得ることができます。
・反応完了時にeメール通知を送信。
・データはすべて蓄積され、ファイルはUSBフラッシュドライブを使って管理、転送できます。
・オプションのログイン、限定ユーザー権限、使用規制のためのセキュアモードによりファイルを保護。
・追加のサイクラー（3台まで）をデイジーチェーン方式で接続したり、サイクラー（32台まで）のPC制御を加えることで処理能力を簡単に増大できます。

プロトコールオートライターを使った反応の最適化

プロトコールパラメータは速やかにカスタマイズ可能

保存済みファイル機能を使ってデータを整理

10

Bio-Rad Laboratories

2×48well リアクションモジュール～あたかも2台のサーマルサイクラーがあるよう
1000シリーズ用2×48wellリアクションモジュールは1台のサーマ
ルサイクラーであたかも、温度グラジェント機能付きサーマルサイ
クラーが2台あるかのように動作します。
別の時間に全く異なるプログラムを平行して実行することが可能です。多数の人数が共通で1台のサーマルサイクラーを使用する場合など多くの場面で活用していただけます。
1000シリーズ用リアクションモジュールで最も人気のあるリアク
ションモジュールです。

A Great Companion
S1000サーマルサイクラー
S1000サーマルサイクラーはC1000と同じリアクションモジュールを使用できるサーマルサイクラーです。
S1000は名機「DNA Engine PTC-200」と同じメニュー構成が採用されており、電源を入れてすぐにご利用いただけるシンプルなメ
ニューになっています。
また多量サンプル処理には最大3台のS1000をC1000 Touchに接続することによりコントロールすることができます。
・アジャスタブルリッドを採用したリアクションモジュールのため、キャップ・チューブ・プレートなどに合わせた適切な調整が可能です。
・セミグラフィック表示によりプログラムを簡単に作成していただ
けます。
・96well Fast/96 Deep well/2×48well/384wellの多彩な4種類のリアクションモジュールを選択していただけます。

C1000 TouchとS1000サーマルサイクラーの違い
C1000 Touch

S1000

◎

—

ディスプレイ

大型カラータッチ
ディスプレイ

LCD

USB機器対応

フラッシュメモリ
マウス・キーボード

—

PC接続性

Windows XP以降

C1000を介して、接続可能

リアルタイムPCRへのアップグレード対応◎
CFX96/CFX384—

オートプロトコール
ライター

Bio-Rad Laboratories

11リアルタイムPCR解析システム
CFX96/CFX384オプティカルリアクションモジュールはC1000 Touch
サーマルサイクラーをパワフルで精密なリアルタイムPCR検出シス
テムに変えます。先進光学技術と精密熱制御の組み合わせが異なる
スループット形式で信頼性と感度に優れる検出を可能にします。付属のCFX Manager™ソフトウェアはPCで実行し、実験設定とデータ
解析を簡素化する機能/ツールを数多く提供します。

CFX96 Touch™/CFX384 Touch™システムのオプティクスシャト
ルがプレートを横切る過程で、各サンプルウェルの中心に光の焦点が合わせられます。この側面図ではオプティクスシャトルの緑色LEDがウェルに照射されています。

CFX96 Touch/CFX384 Touchシステム特長:
・長寿命LEDと高感度フォトダイオードによりCFX96
Touchシステムの場合は1ウェル当たり5ターゲット
まで、CFX384 Touchシステムの場合は1ウェル当たり4ターゲットまでを同時検出。
・SYBR® Green、FAMの高速スキャンなど、多数のデー
タ取得モードにより用途に応じた測定が可能。
・プレート情報の入力/編集に時間をかけずに実験を開始。すべてのウェルから自動的にデータが収集されます。
・コンピュータを使わないスタンドアロンモードなど、
複数のコンフィグレーションでシステムを作動できます。
・ノーマライズのための複数リファレンス遺伝子と個別反応効率により正確な遺伝子発現結果が得られます。
・大画面8.5インチカラータッチスクリーンでリアルタ
イム反応をモニタリングが可能です。

12

Bio-Rad Laboratories

励起レポー
ター色素:

チャネル1 チャネル2450-480515-535
FAM

HEX

チャネル3
560-590

チャネル4 チャネル5620-650 672-684

Texas Red

Cy5

Quasar 705

103
RFU

1.00

Normalized absorbance

0.90
0.80
0.70

102

0.60
0.50
0.40

10

20

0.30

30

40

サイクル

0.20
0.10
0.00
425

450

500

550

600

650

700

750

775

波長、nm

検出レポーター
色素チャネル1 チャネル2
510-530 560-580
FAM

チャネル3 チャネル4 チャネル5
610-650675-690 705-730

HEX

Texas Red

Cy5

Quasar 705

1.00

CFX96 Touchシステムを使った正確な5ターゲットマルチプレックス遺伝子発現。iScript™ cDNA Synthesis Kitを使用しヒト脾臓
RNAをcDNAに転写。5標的：■FAM/アクチン（18.02±0.02）；■
Cy5/チューブリン（20.07±0.03）；■HEX/GAPDH（22.81±0.02）；■Quasar 705/IL-1β（26.39±0.04）；■Texas Red/L2（29.17±0.07）から蛍光モニタリングするため5つのレポーター色素を使用し4リプリケート50μl反応でcDNA（50 ng）を増幅。
括弧内は平均Cq値。
RFU、
相対蛍光単位。

Normalized absorbance

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50

RFU

0.40
0.30
0.20

102

0.10
0.00
425

450

500

550

600

650

700

750

775

波長、nm

CFX96 Touchシステムの励起・検出波長範囲。
チャネル1-4はCFX384 Touchシステムと同じ。

A

16

22

24

26

28

30

CFX96 Touchシステムを使った精密標的識別。ヒトゲノムDNA
120〜15ngの2倍希釈シリーズでCq値間に1サイクル間隔が精密に維持されています。iQ™ SupermixによりFAM標識検出プロー
ブを使用しIL-1β標的を増幅。グラフには各希釈液につき8つの複製が見られます。平均Cq値は22.15±0.02、23.14±0.04、24.28± 0.03、25.41 ± 0.04。
RFU、相対蛍光単位。

104
RFU

20

サイクル

B
104

103

103

18

104
102

0

10

20

30

40

C

102

D
104

103

103

10

20

30

40

RFU

RFU

104

0

102

102

102
0

10

20
サイクル

30

40

103

0

10

20

30

サイクル

CFX384 Touchシステムを使った4ターゲットマルチプレックス
検出の直線性。
A-D、4標的：■FAM/アクチン；■HEX/GAPDH；■
Taxas Red/サイクロフィリン； ■Cy5/チューブリンを監視するためレポーター色素を使用し増幅されたプラスミドDNA（108-102コピー）の10倍希釈シリーズからの蛍光データ。RFU、相対蛍光単位。

40
0

10

20

30

40

サイクル

CFX384 Touchシステムを使った優れた均一性。1反応当たり105
コピーまで希釈されたIL-1βプラスミド鋳型をiQ SupermixによりFAM標識検出プローブの存在下で増幅。グラフは5μl反応系で384wellすべて同一サンプルの増幅結果。
平均Cq値 =18.11±0.045。
RFU、
相対蛍光単位。

Bio-Rad Laboratories

13

PCR試薬・消耗品：1000の性能をフルに発揮させる純正消耗品・試薬

1000シリーズのサイクラーとリアクションモジュールはゲノミク
ス研究のためのパワフルな基盤となります。バイオ・ラッド社ではPCR実験から最大限の成果をひきだすための試薬、消耗品、シーラーを幅広く取り揃えています。
104

最適性能のための試薬

消耗品の心配はありません
0.2 mlチューブ、標準高・Lowプロファイルマイクロプレート、高密度な384ウェルプレートなど、バイオ・ラッド社の幅広いPCR消耗品からお客様の用途にぴったりの容器をお選びいただけます。また、容器のタイプ、サイクル、保管方法に応じて信頼性の高いシー
ラーをご利用いただけます。
＊ 米国特許6,627,424、7,541,170、7,560,260

103

RFU

バイオ・ラッド社の試薬はRNA、cDNA、ゲノムDNAの幅広いダイ
ナミックレンジにわたってパフォーマンスを発揮します。SsoFast™
EvaGreen® Supermixは次世代高性能リアルタイムPCR試薬で、特許を取得したSso7d融合タンパク質技術＊により幅広いqPCR用途にわたって優れたパフォーマンスを発揮します。iProof™Hight-Fidelity
DNAポリメラーゼはプロトコール実行時間の短縮とロングターゲッ
トの増幅に役立つ効率性の高い酵素です。iScript cDNA Synthesis
KitとiScript One-Step RT-PCRキットはプライマーダイマー形成やその他の非特異的PCR反応の可能性を最小限に抑え、最高の感度と常に一貫性のある結果を提供します。

102

0

10

20

Cycles30

40

SsoFast EvaGreenスーパーミックスによる並外れた再現精度。インプット鋳型の1.33倍連続希釈から効率的な識別と信頼性の高い定量化が可能。このCBP遺伝子はヒトゲノムDNA（5ngから500pg）から増幅されたものです。左から右：（■）5ng、2.83ng、1.60ng、903pg、511pg；（■）3.76ng、2.13ng、1.20ng、679pg。CBP効率 = 96.5%、r = 0.996。挿入図は増幅を示す拡大図。RFU：相対蛍光単位。

バイオ・ラッド社の幅広いPCR/リアルタイムPCR用消耗品、シーラー

14

Bio-Rad Laboratories

iScript Select cDNA Synthesis Kit

iScript One-Step RT-PCR Kit

iTaq DNAポリメラーゼとdNTP

iProof High-Fidelity
DNAポリメラーゼ

iTaq SYBR Green Supermix with ROX

SsoFast EvaGreen Supermix

仕

様

＜本体部＞

C1000 Touch サーマルサイクラー

ディスプレイ
保存プログラム数プログラムオプション
インスタントインキュベーション機能
リアルタイムPCRアップグレード
外部ポート
USB互換性OS
コンピュータ互換性
サイズ（W×D×H）
重量＜リアクションモジュール＞
サンプル数
サンプル容量（推奨）
最大温度制御速度
平均温度制御速度
温度制御範囲
温度正確性
温度均一性
温度グラジェント段階数
温度グラジェント設定温度幅
温度グラジェント設定温度範囲
サイズ（W×D×H）
重量

S1000 サーマルサイクラー

8.5インチ カラータッチスクリーン液晶
LCD
標準的なプログラム1000プログラム保存可能
ステップ表示/自動作成
セミグラフィカル/テキストベース（プロトコールオートライター）
有CFX96もしくはCFX384へのグレードアップが可不可
USB Aポート×5/USB Bポート×1/LAN（RJ45）
USB 2.0 Aポート×4、Bポート×1
マウス/キーボード/USBメモリ
不可
Windows CE 6.0－
Windows XP以上
Windows XP以降（C1000を介した場合）
33×46×19cm
11.1kg96well Fast
リアクションモジュール
96×0.2mlチューブ
96wellプレート
10～50μl
5.0℃ /秒
3.3℃ /秒

96Deep well
2×48well Fast
リアクション
リアクションモジュール
モジュール
96×0.2mlチューブ
2×48×0.2mlチューブ
48×0.5mlチューブ
2×49wellプレート
96wellプレート
10～125μl
10～50μl
2.5℃ /秒
4.0℃ /秒
2.0℃ /秒
3.0℃ /秒
0～100℃±0.2℃±0.4℃（設定温度到達後、10秒以内）
8段階
1～24℃
30～100℃
30×30.5×17.5cm
4.2kg

384well
リアクションモジュール
384wellプレート
3～30μl
2.5℃ /秒
2.0℃ /秒

16段階＜機器全体＞
操作環境
入力電源
最大消費電力サイズ（W×D×H）
重量

周辺温度：15～31℃
相対湿度：80%以下（ただし結露がないこと）
高度：海抜2000m以下
100～240V/50～60Hz
850W
33×46×27cm
15.3kg＊）製品の仕様に関しましては、予告無く変更することがございますので、予めご了承ください。

Bio-Rad Laboratories

15Ordering Information
カタログ番号

品名

価格

185-1148JA
185-1196JA
185-1197JA
185-1138JA
184-1100J1
184-4000

C1000 Touchサーマルサイクラー+ 2×48wellリアクションモジュール
C1000 Touchサーマルサイクラー+ 96well Fastリアクションモジュール
C1000 Touchサーマルサイクラー+ 96 Deep wellリアクションモジュール
C1000 Touchサーマルサイクラー+ 384well リアクションモジュール
C1000 Touchサーマルサイクラー*
C1000マネージャーソフトウェア¥1,350,000¥1,250,000¥1,250,000¥1,400,000¥900,000¥100,000●S1000サーマルサイクラー
185-2148JA
S1000サーマルサイクラー + 2×48wellリアクションモジュール¥1,000,000
185-2196JA
S1000サーマルサイクラー+ 96well Fastリアクションモジュール¥900,000184-2197JA
S1000サーマルサイクラー+ 96 Deep wellリアクションモジュール¥900,000184-2138JA
S1000サーマルサイクラー+ 384well リアクションモジュール¥1,050,000
184-2000J1
S1000サーマルサイクラー*¥550,000●1000シリーズ用リアクションモジュール
184-0148
2×48well×0.2mlリアクションモジュール
184-0196
96well Fast×0.2mlリアクションモジュール
184-0197
96 Deep wellリアクションモジュール
184-0138
384wellリアクションモジュール¥450,000¥350,000¥350,000¥500,000●1000シリーズ用アクセサリー
184-9000
1000シリーズ用チューブフレーム
184-1001
C1000マウスキット
184-8000
1000シリーズ用USBケーブル¥3,800¥15,000¥6,500*:別途リアクションモジュールが必要です。

品名●0.2ml/0.5mlPCRチューブ
TWI-0201
0.2ml thin-wallチューブ/ナチュラル ドームキャップ付 1,000個
TWI-0201B05 0.2ml thin-wallチューブ/ナチュラル ドームキャップ付 5,000個
TBI-0501
0.5ml thin-wallシングルチューブ/ナチュラル キャップ付 1,000個●0.2ml PCRストリップチューブ
TBS-0201
0.2ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル（125個）
TBS-0201B05 0.2ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル 125個×5セット
TBC-08020.2ml 8連チューブ＆キャップセット/ナチュラル 240セット
TBC-1202
0.2ml 12連チューブ＆キャップセット/ナチュラル 160セット
TLS-0801
0.2ml low 8連チューブ/ナチュラル120個
TLS-0851
0.2ml low 8連チューブ/ホワイト120個
TLS-0851B05 0.2ml low 8連チューブ/ホワイト 120個×5セット●48wellPCRプレート
MLL-4801
48well Low Multiplate/ナチュラル（50枚）●96wellPCRプレート
MLL-9601
96well Low Multiplate/ナチュラル（25枚）
MLL-9601B05 96well Low Multiplate/ナチュラル（25枚×5セット）
HSP-9601
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/White shell 50枚
HSP-9611
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/Red shell 50枚
HSP-9621
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/Yellow shell 50枚
HSP-9631
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/Blue shell 50枚
HSP-9641
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/Green shell 50枚
HSP-9661
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/Black shell 50枚
HSP-9669J1
96well Hard-Shell マイクロプレート Clear well 6-color Package（300枚）●384wellPCRプレート
HSP-3801
384well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/clear shell 50枚
HSP-3841
384well Hard-Shell マイクロプレート Clear well/green shell 50枚

PCR試薬
カタログ番号

PCR消耗品
カタログ番号●C1000 Touchサーマルサイクラー

品名●PCR酵素170-8870
170-8870B04
170-8870B12
172-5301
172-5302
172-5310
172-5311
172-5320
172-5321
172-5330
172-5331
170-8874

iTaq DNA ポリメラーゼ 250Unit
iTaq DNA ポリメラーゼ 1000Unit
iTaq DNA ポリメラーゼ 3000Unit
iProof High-Fidelity DNAポリメラーゼ 100units
iProof High-Fidelity DNAポリメラーゼ 500units
iProof HF Master Mix（100反応分）
iProof HF Master Mix（500反応分）
iProof GC Master Mix（100反応分）
iProof GC Master Mix（500反応分）
iProof High-Fidelity PCR Kit 50units
iProof High-Fidelity PCR Kit 200units
dNTP Mix 10mM 200μl●逆転写酵素170-8890
170-8891
170-8891B04
170-8897

iScript cDNA Synthesis kit（20μl×25反応分）
iScript cDNA Synthesis kit（20μl×100反応）
iScript cDNA Synthesis kit（20μl×400反応）
iScript select cDNA Synthesis kit（20μl×100反応）※価格はお問い合せください。

●プレートシール・キャップ
MSA-5001
Microseal 'A'シーリングフィルム 50枚
MSB-1001
Microseal 'B'シーリングフィルム 100枚
MSB-1001B05 Microseal 'B'シーリングフィルム 100枚×5セット
TCS-0801
0.2ml 8連ドームキャップ/ナチュラル（130個）
TCS-0801B05 0.2ml 8連ドームキャップ/ナチュラル 130個×5セット
TCS-0803
0.2ml Optical8連フラットキャップ（120個）
TCS-0803B05 0.2ml Optical8連フラットキャップ（120個×5セット）※価格はお問い合せください。
Cy is a trademark of GE Healthcare group companies. EvaGreen is a trademark of Biotium, Inc. Bio-Rad
Laboratories, Inc. is licensed by Biotium, Inc. to sell reagents containing EvaGreen dye for use in realtime PCR, for research purposes only. HASP is a trademark of Aladdin Knowledge Systems, Ltd. Quasar isa trademark of Biosearch Technologies, Inc. SYBR is a trademark of Molecular Probes, Inc. Texas Red is atrademark of Invitrogen Corporation. Windows is a trademark of Microsoft Corporation.
Notice regarding Bio-Rad thermal cyclers and real-time systems:
Purchase of this instrument conveys a limited non-transferable immunity from suit for the purchaserʼs own
internal research and development and for use in human in vitro diagnostics and all other applied ﬁelds
under U.S. Patent Number 5,475,610 (Claims 1, 44, 158, 160‒163, and 167 only), or corresponding claims in
its non-U.S. counterpart, owned by Applera Corporation. No right is conveyed expressly, by implication, orby estoppel under any other patent claim, such as claims to apparatus, reagents, kits, or methods such as 5'
nuclease methods. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Directorof Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Bio-Radʼs real-time thermal cyclers are licensed real-time thermal cyclers under Appleraʼs U.S. Patent
Number 6,814,934 B1 for use in research, human in vitro diagnostics, and all other ﬁelds except veterinary
diagnostics.
Bio-Radʼs thermal cyclers and real-time thermal cyclers are covered by one or more of the following U.S.
patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.
Practice of the patented 5' Nuclease Process requires a license from Applied Biosystems. The purchase of
these products includes an immunity from suit under patents speciﬁed in the product insert to use only
the amount purchased for the purchaserʼs own internal research when used with the separate purchaseof Licensed Probe. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further
information on purchasing licenses may be obtained from the Director of Licensing, Applied Biosystems,
850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts
owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス事業部

Visit us at http://discover.bio-rad.co.jp
本取扱店

社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 天王洲セントラルタワー TEL：03-6361-7000 FAX：03-5463-8480

大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 第一生命ビル TEL：06-6308-6568 FAX：06-6308-3064
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28

TEL：092-475-4856 FAX：092-475-4858* 学術的お問い合わせは TEL：03-6404-0331 FAX：03-6404-0334＊価格 ( 税抜き）、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
＊価格は 2011 年 7 月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

Ｃ10381 1107A