米国 DeNovix 社

微量分光光度計・蛍光光度計

DS-11 シリーズ
確かな性能と使い勝手の良さで選ばれています

Bringing Valuable Solutions
from Around the World to Your Labあなたのラボに理想の 1 台を
DS-11 シ リ ー ズ は、2013 年 に NanoDrop Technologies 社 の 創 始 者 で あ る Fred Kielhorn 氏 ら に よ っ て 新 た に 設 立 さ れ た
DeNovix 社（米国）により販売が開始されました。その後、米国、日本そして世界のライフサイエンスラボで急速に導入が進み、今では分子生物学ラボになくてはならない 1 台として、世界中で数千台以上が使用されています。
微量分光光度計を熟知するメンバーにより開発デザインされた装置は、性能面、機能面、そして使い勝手に優れ、2018 年には、世界の研究者の投票で決まる Scientist’ s Choice of the Year と、4.5 点以上（5 点満点）の評価を 200 以上獲得した製品に送られる Platinum Seal of Quality（ともに SelectScience）をダブル受賞しています。
DS-11 シリーズは、搭載測定モードの異なる 6 機種からラインナップされ、微量分光測定専用モデルから蛍光強度測定に対応したモデルまで、ラボでの必要性に合わせて最適な 1 台を選択していただけます。新たな研究室の立ち上げ、ラボ拡張のための増設など、多くの場面で選ばれています。

微量分光測定キュベット分光測定● サンプル量 0.5-1 μ L● 石英あるいはディスポキュベット● Auto-Run 機能搭載

● UV-VIS フルスペクトル● UV-VIS フルスペクトル● 菌濁度測定対応● dsDNA 0.75 ～ 37,500 ng/ μ L● 酵素反応カイネティック測定対応

蛍光光度測定データエクスポート● 4 波長対応● 超高感度な特異的定量● ラベルプリンター（dsDNA 0.5 pg/ μ L ～）● ネットワークプリンター● 0.5 mL PCR チューブで測定● USB メモリー2年● E-mail保証● ネットワークホルダー

データ保存

タッチパネルスクリーン● 32 GB フラッシュメモリー

● 7 インチ カラーディスプレイ
● わかりやすいアイコン

内蔵● マウスやキーボードの接続も可能

サイズと重量バリデーション対応● フットプリント 20x33 cm● 重さ 2 kg● IQ/OQ バリデーション● 21 CFR Part11 準拠● 校正点検機種による測定モードの比較○…オプション

DS-11 FX+

DS-11 FX

DS-11+

DS-11

微量吸光度測定

●

●

●

●

キュベット吸光度測定●

蛍光強度測定●2●●○（FX Module）

DS-C

QFX

●
○（FX Module）○（FX Module）●

最適な 1 台を選択
DS-11+（本体色を 4 色から選択 ●●●○）
微量吸光度 + キュベット吸光度測定● 微量測定に加えてキュベットによる吸光度測定も可能● 菌濁度測定、酵素反応等のカイネティック測定にも対応

吸光度測定 専用モデル● タンパク質の比色定量にもDS-11（本体色を 4 色から選択 ●●●○）
微量吸光度測定専用モデル● 最もシンプルな微量分光光度計● A260 法による DNA/RNA の微量濃度測定、あるいは A280 法による精製タンパク質の濃度定量にDS-C（白色のみ）
キュベット吸光度測定専用モデル● キュベットによる吸光度測定のみのベーシックな分光光度計● 既に微量分光光度計をお持ちで、ラボにキュベット測定タイプを加えたい方に● 菌濁度測定、酵素反応等のカイネティック測定が可能

DS-11 FX+（本体色を 4 色から選択 ●●●○）
微量吸光度 + キュベット吸光度 + 蛍光測定
● 全ての測定モードを備えるオールインワンモデル● ライフサイエンス実験で必要とされるほとんどの用途を 1 台でカバー

蛍光測定 対応モデル

DS-11 FX（本体色を 4 色から選択 ●●●○）
微量吸光度 + 蛍光測定
● 微量吸光度測定に加えて蛍光強度の測定も可能● 夾雑物の影響を除いた特異的定量や超低濃度の核酸・タンパク質の正確な定量に● NGS サンプルの QC に最適

QFX（白色のみ）
蛍光測定専用モデル（蛍光光度計）● 蛍光強度 (RFU) 測定のみのシンプルなモデル● 4 種類の LED 励起光源で多くの用途に対応● 各社の幅広い蛍光定量アッセイキットに対応したメソッドをインストール済オプション

FX Module（白色のみ）
拡張式 蛍光測定モジュール● 吸光度測定専用モデルに USB プラグインで接続して蛍光測定モデルにアップグレード
FX Module3

微量分光測定
失敗のない確実な測定と信頼性の高いデータを
Bridge TestingTM 機能
微量分光測定では、アームと台座の検出部間に液柱が途切れることなく形成されることが大切です。測定中に液柱が壊れると、測定値に大きな誤差が生じることがわかっています。DS-11 シリーズでは、サンプル液を上下に引っ張り上げるのではなく、押し潰して液柱をつくることで、液柱破損のリスクを本質的に抑えます。測定中に液柱が壊れた際には、ソフトウェアがアラートでお知らせします。

SmartPathTM テクノロジー
微量分光法で正確に吸光度を測定するには、サンプル濃度に合わせて適切な液柱の高さ（光路長）で測定することが重要です。
すなわち、高濃度サンプルは短い光路長で、低濃度サンプルは長い光路長で測定します。DS-11 シリーズでは、測定中に吸光度をリアルタイムにモニターして、光路長を自動的に調整します。

クラス最高水準の感度とダイナミックレンジ（全濃度領域）

SmartPathTM テクノロジーを有する DS-11 シリーズは、非常に高濃度のサンプルまで希釈せずに定量することが可能です。測定上限は、2 本鎖 DNA で 37,500 ng/μL、RNA で 30,000 ng/μL、BSA タンパク質で 1,125 mg/mL です。
低濃度側の測定感度もクラス最高水準の性能をもちます。測定下限は、2 本鎖 DNA で 0.75 ng/μL、RNA で 0.60 ng/μL、BSA タンパク質で 0.04mg/mL です。
幅広い濃度領域を高い直線性で定量し、再現性に関しても優れた性能をもつことが立証されています。

キュベット分光測定
菌濁度測定からカイネティクス測定まで
分子生物学実験の中には、微量分光法ではなくキュベットを用いた測定が適したサンプルや用途も存在します。
O.D.600 法による大腸菌等の菌濁度の測定はその代表例です。
DS-11+、DS-11 FX+、DS-C は、微量測定に加えてキュベット（セル）による測定が可能なため、菌濁度測定を行うラボにも適した 1 台です。
酵素反応等のカイネティクス測定も微量分光法ではできないことの1 つです。DS-11+、DS-11 FX+、DS-C のキュベット測定部はヒーター機能を備え、37 ～ 45℃の間で温度調整しながらカイネティクス測定が可能です。
様々な光路長の石英セルあるいはディスポーサブルキュベットに対応しています。

4（低濃度領域）蛍光光度測定
高感度かつ特異的な生体分子定量を可能に吸光度法で検出下限を下回る低濃度サンプルの定量、あるいは 2 本鎖DNA、1 本鎖 DNA、RNA、タンパク質、その他の生体分子を特異的に定量したい場合には、蛍光を用いた測定がおすすめです。DS-11 シリーズの蛍光測定対応モデル（あるいは FX Module）には 4 色の LED 光源が搭載され、幅広い蛍光試薬に対応しています。
各社の蛍光定量キットの測定プログラムがプリインストールされているため、すぐに使用を開始できます。カスタムメソッドの設定も可能です。
プリセット測定プログラム

蛍光チャンネル
チャンネル

励起波長

蛍光波長

UV

375 nm435-485 nm

Blue470 nm

514-567 nm● QubitTM Protein

Green525 nm

565-650 nm● Quant-iTTM Protein

Red635 nm

665-740 nm

TM● DeNovix dsDNA assay● DeNovix RNA assay● Qubit● QubitTM dsDNA● QubitTM RNA● Quant-iTTM OliGreenTM

ssDNA● Quant-iTTM PicoGreenTM● QubitTM MicroRNA● Quantifluor® ssDNA● Quant-iTTM dsDNA● Quant-iTTM RiboGreen● Quanifluor® dsDNA● Quant-iTTM RNA● Quantifluor® RNA

オリジナル蛍光アッセイキット
DeNovix 社は、DS-11 シリーズの蛍光測定対応モデルで使用可能な独自の蛍光定量アッセイキットを販売しています。
2 本鎖 DNA 定量キットは他社アッセイキットよりも高感度な測定が可能です。RNA 定量キットは 1 つのキットで幅広い濃度域をカバーします。測定に必要なサンプル量は 1 μL です。

DeNovix dsDNA assay

DeNovix RNA assay● dsDNA Broad Range (BR) Assay Kit: 0.1 – 4,000 ng/μL●RNA Assay Kit: 0.25-1,500 ng/μL● dsDNA High Sensitivity (HS) Assay Kit: 0.005 – 250 ng/μL● dsDNA Ultra High Sensitivity (UHS) Assay Kit: 0.0005-0.3 ng/μL

ご好評 ! 優れた使い勝手
快適な操作性をお約束するタッチパネルスクリーン
本体前面の大型タッチパネルは、測定中に操作しやすい位置（高さ）にあるため、余計な動きをせずに快適に操作できます。
プリインストールされた独自の EasyApp® は、スマートフォンと同様のアイコン表示のため、初めて使う方でも必要な機能を簡単に選ぶことができます。ピンチ、ズーム、スワイプ等の操作に対応したシンプルな測定画面で、直感的に使用できます。

便利で柔軟なデータアウトプット
DS-11 シリーズは多彩なデータアウトプットが可能です。USB メモリへの保存、感熱プリンターや通常のプリンターへの印刷、有線 LAN あるいは Wi-Fi によるネットワークホルダーへの保存、E-Mail によるデータ転送などが可能です。
ご研究室でのデータ管理方法に応じて柔軟にご選択いただけます。
5シンプルな測定ワークフロー
装置前面のタッチスクリーンパネルで、使用する測定メソッドのアイコンをタッチして呼び出します。
スクリーンの操作はラボグローブを着けたままでも行うことができます。

1

検量線を使用する測定モードやカスタムメソッドなどは測定モードの画面が現れた後で必要な設定を行います。

微量測定では、0.5-1 μ L の検体をサンプル台にピペットで直接滴下します。Auto-Run 機能によりアームを下げるだけで測定

微量分光測定を開始することができます。
キュベット測定では、セルに入れたサンプルを装置のキュベット2挿入場所に挿し込みます。

蛍光測定

蛍光測定では、0.5 mL リアルタイム PCR チューブに入れたサンプルを装置のチューブ挿入場所に入れます。
多くの測定モードでは、測定はブランク→サンプルの順に測定

キュベット 分光測定を行います。キュベットはビーム高 8.5 mm に対応する石英キュベットあるいはディスポーサブルキュベットを使用可能です。

測定結果がスクリーンに表示されるので、濃度、吸光度あるいは相対蛍光強度、スペクトル曲線、純度などの確認を行います。
微量測定の場合、キムワイプ等のラボペーパーで測定台を清掃して、3次のサンプルのを測定します。
キュベット測定と蛍光測定では、測定後のセル ( チューブ ) を取り出し、次のサンプルを入れて測定を繰り返します。

データは装置本体に自動保存されます。
連続して測定したデータは、並べて結果表示できます。
必要に応じて本体に接続したラベルプリンターやネットワークプリンターに結果を出力します。様々な形式で印刷できます。
あるいは、USB メモリや Wi-Fi/ 有線 LAN を通じてデータを46エクスポートします。
過去のデータはいつでも呼び出して閲覧が可能です。

（画面：A260 法による 2 本鎖 DNA 測定の例）

対応アプリケーション

DS-11
FX+

DS-11
FX

DS-11+

DS-11

DS-C

A260 二本鎖 DNA 定量

●

●

●

●

●

A260 RNA 定量

●

●

●

●

●

A260 一本鎖 DNA 定量

●

●

●

●

●

核酸の蛍光ラベル効率測定 ( マイクロアレイ )*1●

●

●

●

●

A280 タンパク質定量

●

●

●

●

●

A205/215 ペプチド定量

●

●

●

●

●

タンパク質 比色定量 *2

●

△

●

△

●

タンパク質の蛍光ラベル効率測定 *3●

●

●

●

●

O.D.600 菌濁度測定

●

△

●

△●

カイネティック測定（酵素反応）●

UV-VIS フルスペクトル測定 *4●

●

●

●

●

検量線カスタムメソッド *5●

●

●

●

●

計算式カスタムメソッド *6●

●

●

●

●

蛍光 二本鎖 DNA 定量

●

●〇〇〇

●

蛍光 RNA 定量

●

●〇〇〇

●

蛍光 RNA 定量

●

●〇〇〇

●

蛍光 タンパク質定量

●

●〇〇〇

●

ベーシック蛍光測定 *7●

●〇〇〇

●

検量線カスタムメソッド *8●

●〇〇〇

●

QFX

吸光度測定

●

●

蛍光強度測定＊ 1. A260 法による 1 本鎖 DNA（あるいは RNA）の濃度定量に加えて、それぞれの蛍光色素特有の吸収波長の吸光度から蛍光色素の濃度を算出します。
＊ 2. BCA 法、Bradford 法、Lowry 法、Pierce 660 nm 法に対応しています。
＊ 3. A280 法によるタンパク質の濃度定量に加えて、それぞれの蛍光色素特有の吸収波長の吸光度から蛍光色素の濃度を算出します。
＊ 4. フルレンジでの吸光度測定です。220-750 nm と 190-840 nm を選択できます。
＊ 5. 吸光度の標準曲線を用いた任意の濃度測定プログラムを設計して使用できます。
● 標準対応＊ 6. ユーザーが指定した任意の波長の吸光度から設定した計算式を用いて値を算出します。
〇 オプション（FX Module）＊ 7. 相対蛍光強度だけを測定する蛍光光度計としてのベーシックな使い方です。
＊ 8. 蛍光強度の標準曲線を用いた任意の濃度測定プログラムを設計して使用できます。

△ キュベット測定を推奨

7

製品仕様
微量分光測定（DS-11 / DS-11+ / DS-11 FX / DS-11 FX+）
最小サンプル量キュベット 分光測定（DS-11+ / DS-11 FX+ / DS-C）

0.5 μL光源

パルスキセノンフラッシュランプ

光路長0.02-0.5 mm（自動調整）検出器

2048 素子 CCD

光源パルスキセノンフラッシュランプ

検出器

キュベットサイズ

幅 12.5 x 奥行 12.5 x 高さ 45 mm

2048 素子 CCD

光路長設定

10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.125 mm

波長範囲

190 ～ 840 nm

ビームの高さ

8.5 mm

波長精度

0.5 nm

温度制御範囲37 ～ 45 ℃（± 0.5 ℃）

波長分解能

1.5 nm（253.7 nm における半値幅）

波長範囲190 ～ 840 nm

吸光度精度0.015 AU（光路長 10 mm 換算）、あるいは 1%

吸光度範囲

0.0008 ～ 1.5 AU（光路長 10 mm）

吸光度正確性1.5%（260 nm における 0.75 AU 測定時）

吸光度範囲

0.015 ～ 750 AU（光路長 10 mm 換算）

検出下限

dsDNA: 0.04 ng/μL（光路長 10 mm）
BSA: 0.002 mg/mL（光路長 10 mm）

検出下限

dsDNA: 0.75ng/ μ L
BSA: 0.04mg/mL

検出上限

dsDNA: 75 ng/μL（光路長 10 mm）

検出上限

dsDNA: 37,500 ng/μL
BSA: 1,125 mg/mL

測定時間

最短 2 秒

サンプル接触部材質

全般仕様（FX Module 以外）
OSCPU

上部 : 303 ステンレススチール + 石英
下部 : 303 ステンレススチール + サファイア

励起フィルター

蛍光フィルター

7 インチ 高精細ディスプレイ

内蔵ストレージ

32 GB フラッシュドライブ

接続
ネットワークUV LED ：～ 375 nm
Blue LED ：～ 470 nm
Green LED ： ～ 525 nm
Red LED ： ～ 635 nm

規格
電圧

UV ： 361-389 nm
Blue ：442-497 nm
Green：490-558 nm
Red ：613-662 nm

フォトダイオード（検出範囲 : 300 ～ 1,000 nm）

測定時間2秒

測定用チューブCE, UL/USA, FCC, Japan CAB
12 VDC
10 W, 最大 30 W（QFX / DS-C: 36 W）

設置面積

幅 20 x 奥行 33 cm(QFX / DS-C: 幅 20 x 奥行 27 cm)

重量435-485 nm / 514-567 nm
565-650 nm / 665-740 nm

USB ポート 3 個（QFX / DS-C: 2 個）
Wi-Fi、イーサネット

消費電力

保証期間

検出器

Quad-core Cortex-A72

ディスプレイ

蛍光測定（DS-11 FX/ DS-11 FX+ / QFX / FX Module）

励起光源

カスタム Linux® OS

2 kg（QFX / DS-C: 1.5 kg）
2 年間

DS-11、DS-11+、DS-11 FX、
DS-11FX+ は、本体色を 4 色からご選択いただけます。
QFX と DS-C は白色のみです。

0.5 mL リアルタイム PCR チューブ
( 材質 : ポリプロピレン )アクセサリーとサポート

データ出力用プリンター

石英キュベット（光路長 10 mm）

バーコードスキャナー

www.denovix.com/

代理店

校正・点検液21 CFR Part11
オプションソフトウェア

IQOQ

点検IQ/OQ サービス

校正・点検サービス※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

ୟো੪ম঺
‫ূٿ‬਎੃௖ূયલਣ
,PDV5LYHUVLGH)

7HO   )D[  

পଚ৘პਆય૝ਉ1/&ৗপଚ॔‫ش‬५অঝਧ঩ম੾঵ਚ ‫ٿ‬7HO   )D[  

:HE6LWHZZZVFUXPQHWFRMS

DN20230705