WFor Waterフロースイッチ

FC-SE013

Flow switch

小型設計。低価格。
全機種リードスイッチ、磁気スイッチを取付可能です。

■■

Small in construction, and offering at low cost.
A reed switch can be installed to all the types.

■■

注 意 樹脂（PC）製品については、薬品の混入使用はご遠慮ください。
CautionWith respect to plastic product (PC), please refrain from the use of mixing of chemicals.

型式 Model number selection
警報Alarm

流体名Fluids

FC-SE013 -

流量単位 最大流量 接続口径
Units
Max. flow Connection size--

特殊項目
For specialized item

Rc3/802
Rc1/203
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below012ABCD9
規格 Std.
SE013

Max.
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z1
水 Water9
特殊 For specialized fluid ＊1
スイッチ無し With no switch
リードスイッチ A接点 Reed switch of contact A ＊2
リードスイッチ B接点 Reed switch of contact B ＊2
磁気スイッチ NPN出力A接点 Magnetic switch of NPN output contact A ＊2
磁気スイッチ NPN出力B接点 Magnetic switch of NPN output contact B ＊2
磁気スイッチ PNP出力A接点 Magnetic switch of PNP output contact A ＊2
磁気スイッチ PNP出力B接点 Magnetic switch of PNP output contact B ＊2
特殊 For specialized alarm ＊1

測定範囲 Measuring range
0.5〜2L/min
1〜5L/min
2〜10L/min
4〜20L/min＊1: 特殊事項については、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: A接点：設定値以上クローズ、B接点：設定値以下クローズ＊測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。ただし、個々の目盛や接点方式等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
＊2: Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch. Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.
＊Measuring range shown as above are ones equivalent to water at 20°C.
＊Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

2042023

W
液体用磁気スイッチ仕様 Specifications on magnetic switch

仕様 Specifications
流量精度 Flow accuracy±10％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.5MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 50℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜50℃（結露なきこと No dewing）

流れ方向 Flow direction

下→上 Down → Up

NPN出力-A接点 NPN output contact A
NPN出力-B接点 NPN output contact B

出力形態 Output form ※フロースイッチ

PNP出力-A接点 PNP output contact A
PNP出力-B接点 PNP output contact B

電源電圧 Power source voltage

DC＋12〜24V

消費電流 Current consumption

10mA以下 ≦ 10 mA
オープンドレイン Open drain

リードスイッチ仕様 Specifications on reed switch

耐電圧 Withstand voltage Max. DC30V

出力 Output

駆動電流 : 100mA以下 Driving current : ≦100 mA
A接点 Contact A

接点方法 Contact forms ※2m (AWG 24)

ケーブル長 Cable length

B接点 Contact B

接点容量 Contact capacity

DC 0〜24V Max. 0.2A

ケーブル長 Cable length

50cm (AWG 24)※A接点：設定値以上クローズ
B接点：設定値以下クローズ※Contact A: Switch is closed as the float rises past the switch.
Contact B: Switch is closed as the float falls past the switch.

FC-SE013

構造図 Structural drawing
リードスイッチ付 With reed switch
4015(18.5)(500)

寸法表 A table of Dimensions

(25)

L

接続口径 Connection size
30

茶 Brown :（＋）
青 Blue :（−）

Rc3/8

90

Rc1/2

100

ＯＵＴ

2×接続口径 Connection size

①２×Ｍ４×8②

磁気スイッチ Magnetic switch
⑨③⑤

L

⑩⑪

オレンジ Orange : ＋DC12〜24V
グレー Gray : GND
ホワイト White : OUTPUT

64④3⑥（28）（2000）⑦ＩＮ⑧

材質 Materials

パネルカット Panel cut-out

No.

名称 Names of parts

材質 Material

1

フィッティング Fitting

SUS304

2

Oリング O-ring

3

ケース Case4

スプリング Spring

SUS316

5フロート FloatSUS316

マグネット密封 Magnet sealed6テーパー管 Tapered tube

PC

クリア Clear

7

ガイドポール Guiding pole

SUS3168ストッパー Stopper

9スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

10リードスイッチ Reed switch

SUS303 他 SUS303, etc.

AWG 2411

磁気スイッチ Magnetic switch

POM 他 etc.

AWG 24

2×φ5

備考 Remarks

FKM

64

アルマイト処理 Alumite treatment
55

Al

16SUS316※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable tomagnetic panel

2023

205