操作性と精度が進化した新モデルが登場！
Countess 3、Countess 3 FL
自動セルカウンター

解析アルゴリズムを強化
小さい細胞や細胞凝集塊のサンプルにアプローチ
幅広く多くの方にご利用いただいている Invitrogen™ Countess™ シリーズに、新しいモデルが登場しました。

Invitrogen™ Countess™ 3、Countess 3 FL 自動セルカウンターは、スライドを挿入すると、自動でフォーカスを調整し細胞をカウントします。また、Deep Learning による解析アルゴリズムを搭載し、細胞の認識・識別精度を強化しました。これにより、末梢血単核細胞（PBMC）などの小さい細胞や細胞凝集塊の細胞カウントの正確性と精度が向上します。
特長

Countess 3、Countess 3 FL

• 解析アルゴリズムを強化して、正確性と精度を向上• オートフォーカス機能で、データ保存まで完全自動化※1• ヒストグラムや SCF ファイルなどを自動レポート• 再利用可能なガラススライドに適応※2• 蛍光測定も追加が可能※3• クラウド解析ツール Connect と Wi-Fi に対応

自動セルカウンター製品特長の違い
Countess 3※1 明視野モードで使用する場合※2 Countess 3 / Countess 3 FL 自動セルカウンター両モデルで対応※3 Countess 3FL自動セルカウンターのみ。蛍光測定機能をご使用いただくには、別売のInvitrogen™ EVOS™ Light Cubeが必要です。

自動セルカウンター

オートフォーカス機能〇〇

明視野でのカウント〇〇

トリパンブルー染色のカウント〇〇

蛍光測定機能（Light Cube の使用）ー〇ディスポーザブルスライドの適応〇〇

ガラススライドの適応

〇

〇

1x107

Attune NxT Flow Cytometer
1x107

1x106

Countess 3 FL instrument

Attune NxT Flow C

Hemocytometer

Countess 3 FL ins

Cells/mL

Cells/mLCountess 3 FL

自動セルカウンター

1x105

1x104
CHO K1HeLa

HEK293JurkatHemocytometer

1x106

1x105
PBMC
1x104
CHO K1HeLa

HEK293JurkatPBMCCountess 3 FL 自動セルカウンター、Invitrogen™ Attune™ NxTFlow Cytometer、手動カウントによる測定結果の比較
Deep Learning による解析アルゴリズムにより、小さい細胞の認識・細胞凝集塊サンプルの測定
Countess 3、Countess 3 FL 自動セルカウンターは、凝集塊サンプルであっても細胞の境界を明確に描写し、正確に同定します。

MP142-A2011OB_Countess3フライヤー-1116.indd 1

識別精度が向上し、擬陽性・偽陰性の少ない、精度の高いデータを提供します。

2020/11/16 10:45

細胞カウントはスライドを挿入するだけ！フォーカス調整からデータ保存まで完全に自動化※
10 µL の細胞懸濁液をロードした専用のスライドを Countess 3、Countess 3 FL 自動セルカウンター に挿入すると、「Rapidcapture」機能により自動的にフォーカスを合わせ、細胞をカウントします。
「Auto save」機能でデータの自動保存も可能です。

スライドを挿入すると、自動的にフォーカスを合わせ細胞をカウントします。

Auto save 機能で、画像データやレポート直感的なインターフェースで、結果をすぐに確認できます。

ファイルなどを自動で保存します。

※ 明視野モードで使用する場合

EVOS Light Cube で、蛍光測定に対応（Countess 3 FL 自動セルカウンターのみ）

Countess 3 FL 自動セルカウンターは、最大 2 種類の EVOS
Light Cube（オプション）を搭載できます。GFP ベクターの導入効率の測定、蛍光を用いた細胞の生死判定など、幅広いアプリケーションに対応します。

処理時間（データ保存まで）

30 秒以内サンプル濃度範囲

1 × 104 − 1 × 10 7 cells/mL

サンプル直径範囲〜4 − 60 µm

サンプル必要量

10 µL

USB ドライブ

4 GB、FAT ファイルシステム

カメラ

5 メガピクセル、2.5X 光学倍率

チャネル数

Countess 3 自動セルカウンター：
1 チャネル（明視野）Countess 3 FL 自動セルカウンター：
3 チャネル（ 明視野 + Light Cube 用スロット × 2 ）Light Cube は、LED 光源、光蛍光フィルター（Countess 3 FL 自動セルカウンターのみ、オプション）

Plug-and-play 方式でお客さま

本体寸法

W228.6 × D139.7 × H228.6 mm

重さ

3.6 kg

電源（本体）

12 V DC、2A路、フィルターを内蔵しています。

ご自身で簡単に交換、調整することができます。

EVOS Light Cube（DAPI、CFP、GFP フィルターなど）

Ordering information
製品名

サイズ

Countess 3 FL Automated Cell Counter
Countess 3 Automated Cell Counter

製品の詳細はこちらをご覧ください

一式
一式

製品番号

AMQAF2000
AMQAX2000

希望小売価格¥620,000¥480,000

thermofisher.com/countess

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
記載の社名および製品名は、弊社または各社の商標または登録商標です。

販売店

For Research Use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
記載の価格は 2020 年 11 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の販売価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。
希望小売価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

MP142-A2011OB

サーモフィッシャーサイエンティフィック
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
テクニカルサポート
オーダーサポート
営 業 部

0120-477-392
jptech@thermofisher.com
TEL：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584
TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan@ThermoFisherJP

thermofisher.com

MP142-A2011OB_Countess3フライヤー-1116.indd 2

2020/11/16 10:45