クイックスタートガイド&デモンストレーションガイド

1

はじめに
本書では、FMS-300にすぐに慣れていただけるような形式で情報を提供します。最大量子収率（MaxQY）の簡単な測定から、Fv/Fmの測定、OJIP分析、その他のパラメータまで、ステップバイステップで説明します。

高輝度LED照明を使用する際は、光生物学的安全性に関する安全注意をお読みください。これはユーザーマニュアルの冒頭に記載されています。

必要なもの
付属のFMS-300システムから以下のコンポーネントが必要です：● FMS-300 コントロールユニット● 光ファイバーケーブル● 電源ケーブル、海外用変換プラグ（必要な場合）● USB接続ケーブル● FluoroControlソフトウェアがインストールされたWindows 10（またはそれ以降）のコンピューター● 暗順応リーフクリップ● 暗順応リーフクリップに固定できる葉1枚

MaxQYの測定には、通常、最適な時間（20～30分）で完全に暗順応させた葉を用います。今回においても、暗順応を推奨しますが、必須ではありません。

葉を暗順応させる
暗順応リーフクリップで葉を挟み、画像のようにシルバーのシャッターを閉じます。これで葉は周囲の光から遮られ、暗順応のプロセスが始まります。
通常、厳密な結果を得るには20～30分間の暗順応が必要です。
しかし、屋内や低照度環境下では（照明の種類にもよりますが）、葉は通常、暗順応なしでも典型的な反応を示します。
図1. 暗順応シャッターを閉じた葉の上に置かれたリーフクリップ

クイックスタートガイド&デモンストレーションガイド 2装置への接続FMS-300コントロールユニットのリアパネルで、以下の接続を行います：

CA
B

図2. FMS-300 コントロール・ユニットのリア・パネル上の接続● 電源を装置に接続します（図2A）● USB ケーブルを装置に接続し（図2B）、コンピューターのUSBポートに接続します。
● 光ファイバーケーブルを装置に接続します（図2C）。
● 下の図3は、光ファイバーケーブルが装置の正しい位置にあることを示しています。

BA

図3. FMS-300コントロール ユニットの背面パネルの光ファイバーケーブルを接続。
光ファイバーケーブルのタブ(A)は、光ファイバーソケット(B)のキー溝に合わせます。

ソフトウェアの設定● コンピューターでFluoroControlソフトウェアを起動します（FMS-300に接続されていることを認識します）。
● Instrument Settings 画面が表示されます。
● 画面の左側にあるOptical accessoryのグラフィックを確認します。暗順応リーフクリップが表示されていない場合は：● Optical accessory ボタンをクリックします。
● 暗順応リーフクリップの写真をクリックし、OK ボタンをクリックします。
● Apply settings ボタンをクリックして選択を保存します。
● 初期設定の測定光量とゲイン設定は、ほとんどの状況に適しているはずなので、今のところ変更しないでおきます。

クイックスタートガイド&デモンストレーションガイド 3

測定のための光ファイバーケーブルの位置決め● 光ファイバーケーブルの端を暗順応リーフクリップに注意深く挿入し、葉がクリップから動かないようにします。
● 光ファイバーケーブルがリーフクリップの奥まで挿入されていることを確認します。
● リーフクリップの前面にあるネジを締め、光ファイバーケーブルとリーフクリップを固定します。
● リーフクリップのシャッターを引き、光ファイバーケーブルにサンプルを露出させます。

測定を行う● FluoroControlで、File > New Routine > Maximum QY を選択します。
● Maximum QY データ取得画面が表示されます。デフォルト設定を変更せずに、Run をクリックします。
● FMS-300が飽和パルスを実行し、蛍光レスポンスを画面上部にリアルタイムで表示します。下段には同じデータが対数時間軸上にプロットされ、OJIPキネティクスを観察することができます。
● データから測定・計算されたパラメーター（Fv/Fmなど）の選択が画面の右側に表示されます。
● Parameters タブをクリックすると、測定および計算されたすべての高速蛍光パラメーターが表示されます。
● Save ボタンをクリックし、測定結果をコンピューターに保存します。
● Export ボタンをクリックすると、測定結果のすべての情報がCSVファイル形式でエクスポートされます。

さらに...
File > New メニューオプションから選択することで、他のルーチンを使用することができます。ルーチンに合わせて光学アクセサリーを変更する場合は、必ず Instrument Settings 画面に進み、使用するアクセサリーを選択してください（上記の手順を参照）。これにより、正しい光増幅係数が適用されます。
ヒント：ルーチンを実行する前に、 Data Acquisition 画面の写真が使用しているアクセサリーであることを素早く確認してください。
結果はFMSフォーマットで保存されます。ファイルを再度開くと（メニューの File > Open から、またはPCから直接）、記録時のすべてのグラフとパラメーター情報が表示されます。グラフの上にあるリボンのNew ボタンをクリックすると、新しい測定のための設定を複製することができます。
すべてのルーチンを使用した測定の詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

クイックスタートガイド&デモンストレーションガイド 4

参考文献
ケイト・マクスウェル、ジャイルズ・N・ジョンソン
クロロフィル蛍光-実践ガイド
実験植物学雑誌、第51巻、第345号、2000年4月、659-668ページ
https://doi.org/10.1093/jexbot/51.345.659
Rosenqvist, E. and Van Kooten, O.
クロロフィル蛍光： 一般的な説明と命名法
In： DeEll, J.R. and Toivonen, P.M.A., Eds., Practical Applications of Chlorophyll Fluorescence in Plant
Biology, Kluwer Academic Publishers, 31-37 (2003).
Academic Publishers, 31-37 (2003).
ベーカーNR.
Chlorophyll �uorescence: a probe of photosynthesis in vivo.
Annu Rev Plant Biol. 2008;59:89-113. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092759.
pmid: 18444897.
Force, L., Critchley, C. & van Rensen, J.J.
植物の光合成をモニターするための新しい蛍光パラメーター
Photosynthesis Research 78, 17-33 (2003). https://doi.org/10.1023/A:1026012116709
E.H.マーチー、T.ローソン、
クロロフィル蛍光分析：良い実践のためのガイドといくつかの新しいアプリケーションを理解する
実験植物学雑誌, 64巻, 13号, 10月
Stirbet A, Govindjee.
カウツキー効果（クロロフィルa蛍光誘導）と光化学系IIとの関係について：OJIP蛍光過渡現象の基礎と応用
OJIP蛍光過渡現象の基礎と応用
JPhotochem Photobiol B. 2011 Jul-Aug;104(1-2):236-57.
Strasser, R.J., Tsimilli-Michael, M. and Srivastava, A.
クロロフィルa蛍光過渡現象の解析
In： Papageorgiou, G.C. and Govindjee, Eds., Chlorophyll a Fluorescence： In: Papageorgiou, G.C. andGovindjee, Chlorophyll a Fluorescence: A Signature of Photosynthesis, Springer、
New York, 321-362 (2004).
Kalaji, M.H., Goltsev, V.N., Żuk-Gołaszewska, K., Zivcak, M., & Brestic, M. (2004).
クロロフィル蛍光： 作物のパフォーマンスを理解する-基礎と応用（第1版）
CRC Press. (2017).
ルバンAV.
非光化学的クロロフィル蛍光消光：光障害から植物を守るメカニズムと効果
Photodamage.
Plant Physiol.2016 Apr;170(4):1903-16.
Lazar, Dusan. クロロフィル蛍光と光合成研究との関係について一言。
博士課程学生向けのテキスト。(2016).
https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4243.0329.
Kalaji, H.M., Schansker, G., Brestic, M. et al.
クロロフィル蛍光に関するよくある質問、続編
Photosynth Res 132, 13-66 (2017).
ストラッサーRJ、スリヴァスタヴァA、ツィミリ-マイケルM
光合成サンプルの特性評価とスクリーニングのツールとしての蛍光過渡現象。In： Mohanty P, Yunus、Pathre (eds) Probing photosynthesis: mechanism, regulation and adaptation.
Taylor and Francis, London, pp 443-480 (2000).
ツィミリ-マイケルM.
JIP-テストの再検討： 概念、仮定、近似値、定義、用語に関する教育的レビュー。
Photosynthetica. 2020 Jan 1;58(special issue):275-92.