スイッチング電源の自動検査とは
当社の定義「スイッチング電源の各種試験項目を自動測定しながら良否判定し、その結果をもとに検査成績書を作成すること」となっています。

自動測定

検査成績書

良否判定

作成

JEITA の試験規格について
JEITA（電子情報技術産業協会）のスイッチング電源委員会から以下の規格が刊行されています。
名称

規格番号

備考

スイッチング電源試験方法（AC-DC）

RC-9131D

AC/DC コンバータの試験方法

スイッチング電源試験方法（DC-DC）

RC-9141B

DC/DC コンバータの試験方法※印刷物は有料ですが、Web の閲覧は無料で公開されています。
当社では、これらの試験規格に準拠した「スイッチング電源自動検査システム」を開発致しました。
※検査と評価の違いについて
JEITA 規格では特に区別はなく「試験」としていますが、当社では明確に区別しています。アウトプットとして良否判定、検査成績書が出力される装置を「検査システム」とし、これに対してアウトプットとして数値データやグラフ、波形をまとめた評価レポートが出力される装置を「評価システム」としています。

スイッチング電源自動検査システムの種類
名称

ソフトウエア

備考

PW-800PowerTestSite/PW-800

5ch ベースの高速コンパクトシステム

PW-5000

PowerTestSitePRO

お客様の仕様に合わせるカスタム仕様

PTS-mini

PowerTestSiteMINI

1ch 程度の小規模・ローコストシステム

LTS-mini

PowerTestSiteMINIPTS-mini の LED 電源用システム

PW-800 の場合
PW-800 は 5 チャンネルの電子負荷・測定回路等を一体化した model-800E をベースとしたコンパクト自動検査システムです。
AC/DC コンバータ用システムは写真のように３台のユニットで構成されています。
・model-800E 負荷測定ﾕﾆｯﾄ
・パワーメータユニット
・交流電源ユニット
これらのユニットをコントローラ（PC）から制御し、様々な検査項目を実行します。

model-800E 機能拡張用オプションボード
model-800E 内蔵の標準機能で足りない場合、オプション追加により機能拡張することができます。
8ch-OV スキャ

8ch デ ジ タ ル

16ch DVM 測ナ出力I/O

定入力（標準装備）（標準装備）（標準装備）
拡張スロット 1 ～ 3以下のオプションボード（４種）の中から選択して使うことができます。

オプションボード
概要

型名

仕様

SC-8308ch DVM 測定用マルチプレクサ

切替定格：DC220V, AC250V 10mA

SC-8408ch リレー接点出力

接点定格：DC30V-1A, AC250V-1A

SC-8508ch フォトカプラ絶縁デジタル

入力：フォトカプラ（DC12V-10mA）

I/O

出力：オープンコレクタ（DC12V-10mA）

3ch シーケンス測定

最大入力電圧：±200V

SC-860A

測定時間：0.1s ～ 10.0s（分解能 0.2ms）

自動検査ソフトウエア
PW-800 用自動検査ソフトウエア PowerTestSite/PW-800 は、スイッチング電源検査に必要な機能が事前に組み込まれており、設置したその日に稼働することも可能です。
ソフトウエアの構成
機能

名称

備考

Project Manager

メインメニュー画面

Editor

検査プログラムの作成・編集

Execute

検査プログラムの実行

検査結果を DB 形式で保存

Data View

検査結果を Excel に転送

別途 Microsoft Excel が必要です

Project Manager

検査プログラムを機種別に管理

EditorExecuteData View

Project Manager - メインメニュー画面
検査対象スイッチング電源の検査プログラムを機種ごとに管理するためのメインメニュー画面です。
PC の電源 ON 後は最初にこの画面からスタートします。
登録済みプロジェクト
前回のシートを再現
検査対象電源の写真を表示することも可能

各種設定
プロジェクトの設定
新規プロジェクト

このエリア（シート）に検査対象機種ごとのプロジェクトが登録されます

プロジェクトのコピー
プロジェクトの削除
検査プログラムの編集
検査プログラムの実行
検査成績書の作成

検査対象機種ごとに検査プログラムを作成し、それに関連するファイルをまとめて「プロジェクト」として管理するようになっています。

Editor - 検査プログラムの作成・編集
検査プログラムの作成は、特殊なプログラミングの知識は必要ありません。左側の「検査項目リスト」から選択して右側の「検査プログラムリスト」にドラッグ＆ドロップし、各項目の内容を設定するだけです。

AC 入力電圧・周波数の設定検査項目リスト

検査プログラムリスト

Execute - 検査プログラムの実行
基本的な機能は「検査プログラムを実行して結果を保存する」ということですが、シリアル番号などの情報設定や実行条件等の設定も行います。また、バーコードリーダを使ってシリアル番号の入力や対象検査プログラムの起動も可能です。

Data View - 検査成績書の作成
Execute プログラムにより保存された検査結果（データ）の中から必要なものを抽出して Microsoft
Excel に転送することができます。Excel に転送後はふだん使い慣れた Excel の機能を使って検査成績書を作成することができます。

Sheet2 に検査成績書の様式を作成しておき、Sheet1 に転送されたデータと「リンク」を貼ります。

PW-800 の検査項目（１）PowerTestSite/PW-800 にあらかじめ組み込まれている基本検査項目です。
検査項目名

名称

1

LOAD SETUP

負荷設定

2

INPUT MEASUREMENT

入力測定

3

IN RUSH CURRENT

突入電流測定4

INPUT MEASUREMENT

効率測定5OPERATION/UNDERVOLTAGE

備考

電圧・電流・電力・力率

起動/停止電圧試験

6OUTPUT MEASUREMENT

DC 出力電圧測定

7OUTPUT MEASUREMENT

リップルノイズ測定

8OUTPUT VOLTAGE ADJUST 出力電圧調整

9O.C.P. TEST

過電流保護機能（OCP）試験

10O.C.P. ADJUSTOCP 調整機能

11

O.V.P. TEST

過電圧保護機能（OVP）試験

12

O.V.P. ADJUSTOVP 調整機能

13U.V.P. TEST

低電圧保護機能（UVP）試験

14

DVM MEASUREMENT

DVM 測定15

SEQUENCE MEASURE

シーケンス測定

16

CONTACTリレー接点出力

17

DI/DO

デジタル I/O 設定

18

CALCULATION

変数による演算19

GPIB CONTROLGP-IB コントロール

20

TYPE IN

タイプイン

21

MESSAGE DISPLAY

メッセージ

22

WAIT TIMER

タイマー

電源ボード上の VR 調整時にグラフ表示して支援する機能

電源ボード上の VR 調整時にグラフ表示して支援する機能

model-800E 内蔵 DVM による DC 電圧測定
オプションボード SC-860A が必要です。
オプションボード SC-840 が必要です。

GP-IB 機器への送受信
リモート制御できない機器の測定結
果を手入力
オペレータへのメッセージを表示（指示待ちで一時停止）
プログラムの待ち時間設定

PW-800 の検査項目（２）
複数の検査項目を組み合わせて実現可能な項目です。
名称

備考

1

入力変動試験

ラインレギュレーション

2

負荷変動試験

ロードレギュレーション

3

相互変動試験

クロスレギュレーション

4

入力/負荷複合変動試験

5

総合変動試験

6

POWER GOOD / FAIL 信号試験

model-800E 内蔵のデジタル I/O を使用

7

短絡試験

電子負荷の最大電流による試験（※）※ 特注により外部リレー接点による短絡試験にも対応可能です。

関連ページ
電源自動試験システム https://www.keisoku.co.jp/pw/product/system/
お役立ち情報 https://www.keisoku.co.jp/pw/support/oyakudachi/system/
自動計測ポータル https://www.keisoku.co.jp/pe_portal2/