新しい時代の 二重収束型高分解能MSを再評価してみませんか？

DFS

The world leader in serving science12いままでの二重収束質量分析計• 重厚長大• 高い設備投資• 使うのが大変（手が掛る、調整が大変）• 高いランニングコスト
何故？
設計された当時約30年前は最高の性能を持ったMS
いろいろな用途に対応する必要があった。

3

DFS 最新のコンセプト• 二重収束高分解能MSに求められていた機能•
定性分析•
定量分析 現在でも、最も高い定量感度を有す分析手法• 定性分析

ｵｰﾋﾞﾄﾗｯﾌﾟMS、TOFーMSが主流へ• 現在は ほぼGC・MS高分解能SIMによる微量定量分析に集約（しかもほぼダイオキシンに特化。）

従来の二重収束MSは、不必要なマスレンジ、大きすぎる磁場、扱いにくい光学系、大きすぎる設置面積、大きすぎる環境負荷、

4

DFS 最新のコンセプト• GC-MS、微量定量用途のフォーカス• 使いやすく、効率の良い光学系• 高感度で、広いダイナミックレンジ、• 低い環境負荷、高い生産性• 依然として、高分解能SIMは最も基本的で確実な選択性を提供する。微量定量では唯一無比の手法である。

• DFSこれからの可能性• 比較的簡単に、分析対象を切り替えることができいろいろな用途に対応が可能である。
（測定対象を切り替えるがハードルは低いーPCB）。
5例えば消費電力DFS

Competition (diffusion pumps)• MS 1.9 kW• GC 1.0 kW• Data system 0.3 kW• Water chiller 1.5 kW• MS
14.0 kW• GC
1.0 kW• Data system 0.3 kW• Water chiller 11.0 kW---------Sum
26.3 kW---------Sum
4.7 kW
Power consumption per year
41 MWh(= ca. 3,300 EUR*)
44.5万円Power consumption per year
230 MWh(= ca. 18,400 EUR*)
248.4万円* calculations based on 0.08 EUR/kWh6例えば消費電力DFS

Competition (turbo pumps)• MS 1.9 kW• GC 1.0 kW• Data system 0.3 kW• Water chiller 1.5 kW• MS7.0 kW• GC1.0 kW• Data system 0.3 kW• Water chiller 6.0 kW---------Sum
14.3 kW---------Sum
4.7 kW
Power consumption per year
41 MWh(= ca. 3,300 EUR*)

Power consumption per year
125 MWh(= ca. 10,000 EUR*)* calculations based on 0.08 EUR/kWh

7

技術的な裏付け 革新的なイオン光学系 加速５KV
2.
3.

1.

8

1.
2.
3.

真空解除不要で着脱可能なイオン源
同心円状ラミネート磁場
円環状トロイダル電場••

透過効率・イオンビームの収束を最大限により多くのイオンを検出 – より高感度に5kV加速電圧＋20ｋVﾎﾟｽﾄｱｸｾﾗﾚｰｼｮﾝ(再加速)の利点• 操作性

放電の可能性が低い• Pos/Neg Ionの切替が簡単

ﾄｷｻﾌｪﾝなどの測定への容易な切替。

• 機器のコンパクト化

スペースの有効利用• 消費電力の軽減

ランニングコストの軽減• 発熱量の軽減

空調費用の軽減• 機器重量の軽減

耐荷重対策等の設置場所コストの軽減

低い加速電圧を適応するには

9•

透過効率の良いイオン光学系（磁場・電場を含む）が必要•

効果的な再加速機構の搭載（ポストアクセル）技術的 裏付け 同心円状ラミネート磁場
同心円状ラミネート磁場:• より小型に• より軽量に• 磁場を積んだままの移動・輸送• スキャンレートの高速化• 低加速電圧での高性能化• 漏磁遮断対応済み• 耐震対策済み• 経年変化が非常に少ない

10技術的裏付け トロイダル(円環状)電場による高効率イオン透過• 非常に優れたイオンビーム形状での透過

DFSのトロイダル電場• より高く・幅広いイオンビームのモニター
Ion beam profile• 分解能10000での感度が約2倍に改善

通常のシリンダ形状電場

Ion beam profile

11

TCDD 6種の高感度領域での同時検出
One standard with 6 different native TCDD isomers at different concentrations (2 – 100 fg/µl)

2378-TCDD
1234-TCDD

1478-TCDD
1379-TCDD
1368-TCDD

1378-TCDD

100 fg
50 fg
25 fg
2 fg

10.6

1210 fg

5 fg

10.8

11.0

11.2
Time (min)

11.4

11.6

ユニークなキャリブレーション• 磁場強度に対して質量キャリブレーションが可能(外部環境や測定条件の変化に左右されない。
高分解能測定でも基準ピークを見失う心配なし)• 全レンジを1度のキャリブレーションで• スキャン速度• スキャンレンジ• スタート質量• イオン化モード• イオン化極性• DFSのキャリブレーションは非常に安定
数カ月の持続が可能

13DFS他社

Plug-in イオン源：フィラメント、イオン化室を真空のまま着脱14

Application Examples: Chloramphenicol in NCI (Honey samples)

10.49

100

200 fg – S/N 19:1 (4 sigma.)

95
90

CI neg.;Reagent gas: methane,Resolution: 10,000
Source temperature: 150
˚C

85
80
75
70

Relative Abundance

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

10.36

10.51
10.58

10.87

10.6

10.8

10.92
11.04

11.27 11.32

11.48 11.53

11.81
11.97

12.10

12.31 12.50

12.53

12.71

12.8550
10.4

15

11.0

11.2

11.4

11.6
11.8
Time (min)

12.0

12.2

12.4

12.6

12.8

Dioxine の同位体比の安定性
40 fg Dioxin - Ratio % (m/z 320/322)

Standard Sample - 17 fg/µL (m/z 320/322)

30,00

30.0

25,00

25.0

20,00

20.0

15,00

15.0

10,00

10.0

5,00

5.0

0,00

0.0

-5,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-5.0

1-10,00-10.0-15,00-15.0-20,00-20.0-25,00-25.0-30,00-30.0357

91113151719212325

2729• m/z 320/322の同位体ピーク面積比• 理論値 0,7822• ± 15%以内

16313335373941434547495153555759616365676971

ヒトの血液試料中の 2378-TCDD 測定Ion ratio confirmation
mass trace

Quan ion mass trace

血液試料中15 fg/µL TCDD

17

DFS 最新のコンセプト• GC-MS、微量定量用途のフォーカス• 使いやすく、効率の良い光学系• 高感度で、広いダイナミックレンジ、• 低い環境負荷、高い生産性• 依然として、高分解能SIMは最も基本的で確実な選択性を提供する。微量定量では唯一無比の手法である。

• DFSこれからの可能性• 比較的簡単に、分析対象を切り替えることができいろいろな用途に対応が可能である。
（測定対象を切り替えるがハードルは低いーPCB）。
18

Integration of Three Successful Technologies
Thermo Scientific™ Orbitrap™ mass analyzer technology
Incredible HR/AM performance
Highly regarded Thermo Scientific™ Q Exactive™ platform

19

Breakthrough in GC-MS Performance

Unrivalled Resolving Power• Up to 120k @ m/z 200• Allows excellent selectivity incomplex matrix, maintaining
confidence in detection andidentification• Drives highly resolved data sets andhigh capacity peak detection• Fast scanning Orbitrap for welldefined, reproducible GC peaks

20

Lord of the ion rings: Retainment of the rings

ω=km/ z

1. Frequencies are determined using a Fourier Transformation
2. For higher sensitivity AND resolution, transients should not decay too fast
Ultra-high vacuum

21

Ultra-high precision