温湿度センサユニット(ES920LRTH2)
取扱説明書

株式会社 EASEL

目次
ユニット仕様 ............................................................................................................................. 2
各部の名称 ................................................................................................................................ 3
ES920LRTH2 基本仕様 ............................................................................................................ 4
再送と拡散率選択 ..................................................................................................................... 4
データフォーマット.................................................................................................................. 5
電池寿命 .................................................................................................................................... 6
メンテナンスコマンド .............................................................................................................. 7
コマンド詳細 ............................................................................................................................. 9PC 用モニタソフトウェア動作環境 ....................................................................................... 16
PC 用モニタソフトウェアインストール................................................................................ 16
温湿度モニタ用アプリケーション ......................................................................................... 17
機器の設置後の問題................................................................................................................ 21
安全にお使いいただくために ................................................................................................. 22

温湿度センサユニット(ES920LRTH2)は、920MHz 帯無線 IC(LoRa 変調)と温湿度センサを組み合わせたセンサユニットです。
温湿度センサユニット(ES920LRTH2)の主な特徴として以下が挙げられます。
1. 高精度な温湿度データ
温湿度センサにセンシリオン製 SHT-31 を採用し、バラツキの少ない高精度なデータを提供します。
2. 広域ネットワーク
LoRa 長距離無線の特徴を生かし、ゲートウェイ(親機)：センサユニット(子機) = 1：N の広域スター型ネットワークの構築が可能です。
3. 長期間のメンテナンスフリー
低消費電力化により単 4 乾電池 2 本で約 10 年(無線設定に依存します)の連続稼働が可能です。
4. データ管理システム
オプションで提供する親機と PC 用モニタソフトウェアを組み合わせる事により、システム導入時間を大幅に削減します。
※ゲートウェイと PC 用モニタソフトウェアは別売りです。

- 1 -ユニット仕様

ユニット仕様

項目

仕様内容

品名

温湿度センサユニット

型名

ES920LRTH2

無線方式

920MHz 帯 LoRa 変調

アンテナ

内蔵チップアンテナ

温湿度センサ
測定精度
ボタン
LED
設定コネクタ
消費電流
電源
温度動作範囲防塵・防水

センシリオン製 SHT-31
温度 ±0.5℃ 湿度 ±5%RH
電源ボタンモードボタン ※標準品では未使用
LoRa 送信確認 : 緑
LoRa 受信確認 : 橙
ユニットパラメータ設定
通常時 : 4.0uA
通信時(ピーク時) : 45mA
単 4 乾電池 × 2-20 ～ +80℃
結露なきこと
IP55
幅

外形寸法100mm

高さ 65mm
奥行 25mm

質量工事設計認証80ｇ※電池を除く
006-000710- 2 -各部の名称

各部の名称
電源ボタン

モードボタン

LoRa 送信確認
LoRa 受信確認

通気口

前面

設定コネクタ

側面

通気口

電池蓋

背面

- 3 -

ES920LRTH2 基本仕様
ES920LRTH2 基本仕様
1. 電池蓋を横にスライドして開け、中蓋を外し、単 4 乾電池を入れます（電池の＋、－の向きを間違えないよう確認してください）。中蓋、電池蓋を閉めます。
2. 電源ボタンを押し、電源を ON にします。
3. 電源 ON 後の 10 秒間は、LoRa 送信確認、LoRa 受信確認 LED が点滅します。
4. 温湿度センサから取得した温度と湿度、動作電圧をゲートウェイに送信します。
※ 送信時に LoRa 送信確認 LED が点灯します。
※ ACK 受信時に LoRa 受信確認 LED が点灯します。
5. 温度と湿度、動作電圧を送信後、スリープ状態となり次の送信タイミングになるまで待機します。
6. 電源ボタンを長押しし、電源を OFF にします。
※ 4.,5.の動作を一定周期で繰り返します。
※ ACK 受信ができない場合、送信間隔を 4 分周し、再度送信処理を行います。
(送信間隔が 10 分設定の場合は、2 分 30 秒、5 分、7 分 30 秒後に送信を行います。)

再送と拡散率選択

再送と拡散率選択

本ユニットは、ゲートウェイに送信を行う際、ACK 受信の有無による再送と ACK 受信時の受信電波強度の値に応じて最適な拡散率の選択を行います。
※本機能を有効にするには拡散率設定が AUTO、ACK 設定が ON である必要があります。
ユニット起動時は拡散率 7 で送信を行います。
ゲートウェイから ACK が得られない場合は次回送信時に拡散率を 10、それでも ACK が得られない場
合は次回送信時に拡散率を 12 に更新します。
本再送方法は、拡散率の値が大きくなるほど通信速度が低速になり、通信距離が長くなるという LoRa
変調の特徴を活かしたものです。
ゲートウェイから ACK が得られた場合、その時の受信電波強度の値から次回送信時の拡散率を決定します。受信電波強度と次回送信時の拡散率の関係は下表の通りです。

受信電波強度

次回送信時の拡散率-115 <

7-125 <

10-125 ≧12- 4 -

データフォーマット

データフォーマット

ES920LRTH2 出荷時の無線パラメータは以下の通りです。

項目

設定値

ノード ID0001

PAN ID

0001

無線チャンネル

10

帯域幅125kHz

拡散率7ACKON

送信間隔1分

ES920LRTH2 から送信するデータのフォーマットは以下の通りです。

F=固定文字列

種別

4：温湿度ユニット 2 (ASCII)

再送番号再送を行った場合の再送フレーム番号を示します。(1～3)
再送フレーム以外は 0 となります。

&T=

固定文字列

温度

温湿度センサから取得した温度を示します。
実際の温度は、℃ = -45 + 175 × 温度 ÷ (216 -1) により算出します。

&H=

固定文字列

湿度

温湿度センサから取得した湿度を示します。
実際の湿度は、%RH= 100 × 湿度 ÷ (216 -1) により算出します。

&V=

固定文字列

電圧電池電圧を示します。
実際の電圧は、V = 3.0 ÷ (212 -1) × 電池電圧により算出します。

- 5 -電池寿命

電池寿命

電池寿命は、以下の通り様々な条件で変化します。
・ACK受信の有無
・帯域幅
・拡散率
・送信周期
※本書に記載の値は目安として捉えて下さい。
下表に ACK 受信有、帯域幅 125kHz、拡散率 10 の場合の電池寿命を示します。

送信周期

送信周期(秒)

平均電流(mA)

時間

日

年1分

60

0.487

1,642.2

68.4

0.19

5分

300

0.101

7,949.7

331.2

0.91

10 分

6000.052

15,291.5

637.1

1.75

30 分

1,8000.020

39,790.1

1657.94.54

1 時間

3,6000.012

66,374.92765.6

7.58

3 時間

10,8000.007

119,684.3

4986.813.66※電波環境が悪い場合、送信回数の増加により電池寿命が短くなる場合があります。

- 6 -メンテナンスコマンド メンテナンスコマンド
ユニット側面に用意した設定コネクタから本ユニットの動作に係るパラメータの変更が可能です。
パラメータ変更は以下の手順で行います。
① micro USB ケーブルを設定コネクタに接続します。
※ micro USB ケーブルは別途ご用意下さい。
② 自動的にデバイスドライバのインストールが開始します。
※ インストールに失敗した場合は、メーカーサイトからデバイスドライバのダウンロードをお願いします。
https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Universal_Windows_Driver.zip③ パソコンでターミナルソフトウェアを起動し、以下の通り設定します。
※ ターミナルソフトウェアに Tera Term を使用する場合の例です。
※ ポートはお使いの環境に応じて変更して下さい。

④ 電源ボタンを押し、LORA > が表示される事を確認します。
⑤ 任意のコマンドを入力します。
⑥ 変更パラメータを保存する為、save コマンドを入力します。
⑦ USB ケーブルをコネクタから切断します。
※ターミナルソフトウェアからの入力が無い状態が 10 秒間継続すると、データ通信に移行します。

- 7 -表. コマンド一覧
コマンド

ショート

設定内容

デフォルト

設定範囲

125kHz62.5kHz

備考

コマンド
bwa

帯域幅設定

125kHz
sfb

拡散率設定

77～12
AUTO

channelc

無線チャンネル番号設定

paniddPAN ネットワークアドレス設定

101～150x00010x0001～
0xFFFE

ownide

自ノードネットワークアドレス設定

0x00010x0000～
0xFFFEdstid

ackfg

送信先ノードネットワークアドレス設定

Acknowledge 使用設定

0x0000ON

0x0000～

0xFFFF：

0xFFFF

ブロードキャスト

OFFON

powerh送信出力設定

13dBm

-4～13

dBm 単位

sendtimei

送信間隔設定60

1～86400

秒単位

modej

動作モード設定

Application

Application

ユニット動作モード

TxRx
Continuous
Burstversionv

ソフトウェアバージョン取得

-

-

savew

FlashROM への設定値保存

-

-

loadx

デフォルト値の読み出し

-

-

showy

設定値確認

-

-

startz

データ通信状態に移行--※各コマンドはコマンド名の代わりにショートコマンドでの入力が可能です。
※コマンド入力の後は必ずエンターキーを押下して下さい。

- 8 -コマンド詳細コマンド詳細bw コマンド
説明

920MHz 帯無線で使用する帯域幅を設定します。

オプション

1. 62.5kHz
2. 125kHz

デフォルト値125kHz

オプション選択設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. 62.5kHz
2. 125kHz
select number >sf コマンド
説明

920MHz 帯無線で使用する拡散率を設定します。

オプション

1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
5. 11
6. 12
7. AUTO

デフォルト値

7

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10
5. 11
6. 12
7. AUTO
select number >- 9 -channel コマンド説明

920MHz 帯無線で使用する無線チャンネル番号を設定します。
1 : 920.6MHz
2 : 920.8MHz：
14 : 923.2MHz
15 : 923.4MHz

オプション

1～15

デフォルト値

10

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set channel (1 - 15) >panid コマンド説明

本ユニットが参加する PAN ネットワーク ID を設定します。
本パラメータは隣接するネットワークを論理的に区別する為に使用します。

オプション

0x0001～0xFFFE

デフォルト値

0x0001

オプション選択

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set PAN ID (0001 - FFFE) >- 10 -

ownid コマンド説明

本ユニットのネットワークアドレスを設定します。
本パラメータはユニットを一意に識別する為に使用します。

オプション

0x0000～0xFFFE

デフォルト値

0x0001

オプション選択

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set Own Node ID (0000 - FFFE) >dstid コマンド説明

ゲートウェイのネットワークアドレスを設定します。
通常は０の値を設定して下さい。

オプション

0x0000～0xFFFF※0xFFFF はブロードキャストになります。

デフォルト値

0x0000

オプション選択

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set Destination ID (0000 - FFFF) >- 11 -

ack コマンド説明

ゲートウェイにデータを送信する際、ACK 受信を行うか否かを設定します。

オプション

1. ON

ACK 受信を行う

2. OFF

ACK 受信を行なわない

デフォルト値

ON

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. ON
2. OFF
select number >power コマンド説明

920MHz 帯無線で使用する送信出力を dBm 単位で設定します。

オプション

-4～13

デフォルト値

13

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set output power (-3 - 13) >sendtime コマンド説明

送信間隔を秒単位で設定します。

オプション

1～86400

デフォルト値

60

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set send interval time (1 - 86400) >- 12 -

mode コマンド説明

本ユニットの動作モードを設定します。
[Application モード]
本ユニットの通常動作モードです。
特別な理由がない限り変更しないで下さい。
[TxRx モード]
テストモードです。start コマンド入力後、設定コネクタから入力した任意のデータを対向ノードに送信します。また、対向ノードから送信された任意の受信データを設定コネクタに出力します。
[Continuous]
テストモードです。start コマンド入力後、920MHz 帯無線の連続波を送信し続けます。
[Burst]
テストモードです。start コマンド入力後、920MHz 帯無線で”0123”の固定データを 5 秒間隔で送信し続けます。

オプション

1. Application
2. TxRx
3. Continuous
4. Burst

デフォルト値

Application

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. Application
2. TxRx
3. Continuous
4. Burst

select number >- 13 -version コマンド説明

本ユニットのソフトウェアバージョンを取得します。

オプション

なし

デフォルト値なし

save コマンド説明

内蔵 FlashROM に全パラメータの設定状態を保存します。

オプション

なし

デフォルト値なし

load コマンド説明

全パラメータにデフォルト値を適用します。
デフォルト値を保存する場合は、save コマンドを実行して下さい。

オプション

なし

デフォルト値なし

show コマンド説明

現在の設定値を表示します。

オプション

なし

デフォルト値なし- 14 -

start コマンド説明

データ通信状態に移行します。

オプション

なし

デフォルト値なし

help コマンド説明

コマンド一覧を表示します。

オプション

なし

デフォルト値なし- 15 -

PC 用モニタソフトウェア動作環境
PC 用モニタソフトウェア動作環境
PC 用モニタソフトウェアの動作環境を一覧にします。

内容
OS

動作環境
Windows 7 / Windows 8 / Windows 10.NET Framework 4.5 以上

CPU

1 GHz 以上推奨

メモリ

512MB 以上推奨

HDD

1G 以上の空き容量

ディスプレイ

1920×1080 ピクセルの画面解像度

COM ポート

1 ポート※ オプションのパトライトを使用する場合は、追加で 1 ポート必要です。
※ COM ポート接続可能な ES920LRGW、ES920GWX2(非防水)が必要です。

PC 用モニタソフトウェアインストール
PC 用モニタソフトウェアインストール
CD に含まれる「温湿度ユニット」フォルダを任意のフォルダにコピーして下さい。
「温湿度ユニット」フォルダには以下のファイルが含まれています。

内容

ファイル名

説明

1

温湿度モニタ.exe

温湿度モニタ用アプリケーション

2

温湿度モニタ.exe.config

温湿度モニタ用アプリケーション設定ファイル

3

温湿度モニタコンフィグ.exe

設定変更用アプリケーション

4

温湿度モニタコンフィグ.exe.config

設定変更用アプリケーション設定ファイル

5

log4net.dll

アプリケーション共通ログ設定ファイル

6

log4net_MonitorLog.xml

温湿度モニタ用アプリケーションログ設定ファイル

7

log4net_ConfLog.xml

設定変更用アプリケーションログ設定ファイル

8

Monitor.ini

アプリケーション共通設定ファイル

注意
本ソフトウェア動作中はコピー先フォルダの直下にログファイルを生成します。
従って、ファイルのコピー先は必ずファイル編集可能なフォルダとして下さい。
Ｃ:ドライブ直下をお奨めします。

- 16 -

温湿度モニタ用アプリケーション
温湿度モニタ用アプリケーション
温湿度モニタ用アプリケーションのメイン画面左側にマスタアラームを表示します。
また、画面右側に子機毎の現在値と温湿度グラフを表示します。
現在値と温湿度グラフは、タブ選択で表示を切り替えます。

- 17 -

マスタアラーム
マスタアラーム表示は下記に定義する状態によって背景色が変わります。
[温度]
未受信

有効な子機の全てあるいは何れかから 1 度もデータを受信していない。

正常

有効な子機の全てからデータを受信し、現在温度がしきい値内である。

異常

有効な子機の全てあるいは何れかの現在温度がしきい値上限超である。
（しきい値下限未満がある場合は点滅します。複数発生した場合は点滅を優先します。）

[湿度]
未受信

有効な子機の全てあるいは何れかから 1 度もデータを受信していない。

正常

有効な子機の全てからデータを受信し、現在湿度がしきい値内である。

異常

有効な子機の全てあるいは何れかの現在湿度がしきい値上限超である。
（しきい値下限未満がある場合は点滅します。複数発生した場合は点滅を優先します。
）[電池残量]
未受信

有効な子機の全てあるいは何れかから 1 度もデータを受信していない。

正常

有効な子機の全てからデータを受信し、現在電圧がしきい値超である。

異常

有効な子機の全てあるいは何れかの現在電圧がしきい値以下である。

[受信間隔]
未受信有効な子機の全てあるいは何れかから 1 度もデータを受信していない。

正常

有効な子機の全てのデータ受信間隔が「送信間隔＋送信遅延許容時間」内である。

異常

有効な子機の全てあるいは何れかのデータ受信間隔が「送信間隔＋送信遅延許容時間」以上である（アプリケーション起動後「送信間隔＋送信遅延許容時間」以上の間、未受信のケースも含みます。
）- 18 -

子機アラーム
子機毎の現在値表示は下記に定義する状態によって背景色が変わります。
[RSSI]－

1 度もデータを受信していない。

-68

データを受信し、その時の受信電波強度(dBm)。

[温度]－

1 度もデータを受信していない。

23℃

データを受信し、現在温度がしきい値内である。

27℃

現在温度がしきい値上限超である。
（しきい値下限未満の場合は点滅します。
）

[湿度]
－

1 度もデータを受信していない。

50%

データを受信し、現在湿度がしきい値内である。

65%

現在湿度がしきい値上限超である。
（しきい値下限未満の場合は点滅します。
）[電池残量]
1 度もデータを受信していない。
データを受信し、現在電圧が設定値超である。
現在電圧が設定値以下である。
[受信時刻]－

1 度もデータを受信していない。

12:00:00

データを受信し、受信間隔が「送信間隔＋送信遅延許容時間」内である。

12:00:00

受信間隔が「送信間隔＋送信遅延許容時間」以上である。
（アプリケーション起動後「送信間隔＋送信遅延許容時間」以上の間、未受信のケースも含みます。
）- 19 -

グラフ表示温湿度モニタ用アプリケーションメイン画面のグラフタブでは子機毎の温湿度グラフを表示します。
表示するデータは、過去 2 日分です。グラフ下部のスクロールバーで移動する事ができます。
また、ズームボタンで時間軸を縮小 / 拡大することができます。
－

縮小＋拡大

グラフ表示データは温湿度モニタ用アプリケーションと同一のフォルダにログとして保存しています。
ファイル名は 子機番号.日付.csv です。(例：Sensor_001.2015-05-26.csv)
ファイルは、テキストエディタあるいは Microsoft Excel で開くことができます。
保存内容は下記の通りです。
日付,温度(単位 ℃),湿度(単位 %),電圧(単位 V)- 20 -

機器の設置後の問題

機器の設置後の問題

万一、温湿度が更新されなくなった場合は以下の箇所を点検して下さい。
1. 親機とパソコンが接続されているか？
2. 子機の状態表示 LED(緑)が送信間隔で点滅しているか？
→ 状態表示 LED(緑)が送信間隔で点滅しない場合は子機の電池切れの状態です。
電池を交換して下さい。
3. 子機の状態表示 LED(黄)が送信間隔で点滅しているか？
→ 状態表示 LED(黄)が送信間隔で点滅しない場合は周囲の環境変化により親機と子機の通信が維持できなくなった状態です。
子機設置場所の変更を検討して下さい。

- 21 -

安全にお使いいただくために・安全にお使いいただくために分解、改造しない

不安定な場所に置かない●故障の原因となります。

●落下してケガをする可能性があり●感電の危険があります。

ます。

禁止

禁止

●本機の破損・故障の原因となります。

内部に水や異物を入れない

本ユニットの上に物を置かない●故障の原因となります。
禁止●破損・故障の原因となります。

●感電・火災の危険があります。

禁止

濡れた手で触らない

幼児やペットなどに誤って触らせない●感電の危険があります。
禁止●大けがの原因となります。
禁止

万一、異常が発生したとき●本体から異臭や煙が出たとき
注意

は、ただちに電源を OFF し、販売店にご相談ください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。
これらの機器での使用により人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

- 22 -