照度センサユニット(ES920LRI)
取扱説明書

株式会社 EASEL

目次
装置仕様 .................................................................................................................................... 2
各部の名称 ................................................................................................................................ 3
基本動作 .................................................................................................................................... 5通信フォーマット ..................................................................................................................... 6
電池寿命 .................................................................................................................................... 7
メンテナンスコマンド .............................................................................................................. 8
安全にお使いいただくために ................................................................................................. 17
お手入れのしかた ................................................................................................................... 18

照度センサユニット(ES920LRI)は、長距離無線モジュール ES920LR と照度センサを組み合わせたセンサユニットです。
照度センサユニット(ES920LRI)の主な特徴として以下が挙げられます。
1. 定周期照度測定
照度センサユニット(ES920LRI)は、定周期で照度を測定し、測定したデータをゲートウェイに送信します。
2. 広域ネットワーク
LoRa 長距離無線の特徴を生かし、ゲートウェイ：センサユニット = 1：N の広域スター型ネットワークの構築が可能です。
3. 長期間のメンテナンスフリー
低消費電力化により単 4 電池 2 本で約 1 年(通信環境に依存します)の連続稼働が可能です。

- 1 -装置仕様

装置仕様
項目

仕様内容

品名

照度センサユニット

型名

ES920LRI

無線方式

920MHz 帯 LoRa 変調

通信距離

半径 0.5～2km(通信環境に依存します)

アンテナ

ワイヤーアンテナ

照度測定範囲0 ～ 10000 Lux

LEDUSB
消費電流(電池動作時)
電源電圧
温度動作範囲LoRa 送信確認 : 緑
LoRa 受信確認 : 橙
USB mini コネクタ
USB⇔Serial 変換チップ内蔵
通常時 : 8uA
通信時(ピーク時) : 45mA
DC (5V/2A) (付属 AC アダプタを使用して下さい)
単 4 電池 2 本-20 ～ +70℃
結露なきこと
幅

外形寸法

100mm

高さ 61mm
奥行 19mm※センサ突起部を除く

質量73ｇ※電池を除く- 2 -各部の名称

各部の名称
照度センサ

状態表示 LED

電源選択スイッチ

電源スイッチ

前面

電池カバー

背面

AC アダプタジャック

USB mini コネクタ

側面- 3 -

照度センサユニット(ES920LRI)は、ケース上部のアンテナ口からアンテナを出す事ができます。
通常、アンテナはケース内部に入れていますが、ケース外部に出す事で通信品質が向上します。
[ケース内部にアンテナを入れた場合][ケース外部にアンテナを出した場合]

- 4 -

基本動作

基本動作

1. 電源選択スイッチで電池動作あるいは DC 電源動作を選択します。
2. 電源スイッチで電源を ON にします。
3. 電源 ON 後の 5 秒間は、状態表示 LED(緑、橙)が点滅します。
4. 照度センサから取得した照度と動作電圧をゲートウェイに送信します。
この時、状態表示 LED 緑が点灯します。
5. ゲートウェイから ACK を受信します。
この時、状態表示 LED 橙が点灯し、直ぐに状態表示 LED 緑・橙が消灯します。
※ 4、5 の動作を一定周期(デフォルト 10 分周期)で繰り返します。
※ ゲートウェイから ACK 受信ができない場合、送信間隔を 4 分周し、再度送信処理を行います。(10分設定の場合は、2 分 30 秒、5 分、7 分 30 秒後に送信を行います。)- 5 -通信フォーマット

データフォーマット

ES920LRI 出荷時の無線パラメータは以下の通りです。
項目

設定値

ノード ID0001

PAN ID

0001

無線チャンネル10

帯域幅125kHz

拡散率

7

ACK

ON

送信間隔

10 分

照度センサユニット(ES920LRI)から送信するデータのフォーマットは以下の通りです。
←3byte→←1byte→←1byte→←3byte→←8byte→←3byte→←4byte→

@S:

種別

再送回数

@L:

照度

@V:

電圧

@S:

固定文字列

種別

1 : 照度センサユニット(ASCII)

再送再送回数(ASCII)

@L:

固定文字列

照度

照度センサから取得した照度を示します。(単位 lux)

@V:

固定文字列

電圧

動作電圧(ASCII)
実際の電圧は、V=1.20÷電圧×212 により算出します。

※動作電圧は、ユニット内部 CPU の動作電圧の測定値です。
電源選択スイッチで DCIN が選択された場合は電池電圧を測定していません。

- 6 -

電池寿命

電池寿命

電池寿命は、以下の通り様々な条件で変化します。
・ACK 受信の有無
・帯域幅・拡散率・送信周期
下表に ACK 受信有、帯域幅 125ｋHz、拡散率 10 の場合の電池寿命を示します。

送信周期

送信周期(秒)

平均電流(mA)

時間

日

年

1分

60

0.544

1,323.8

55.2

0.15

5分

300

0.115

6,273.0

261.4

0.72

10 分

6000.061

11,776.4

490.7

1.34

30 分

1,8000.025

28,369.1

1182.03.24

1 時間

3,6000.016

43,796.0

1824.85.00

3 時間

10,8000.010

68,702.6

2862.67.84※ 電波環境が悪い場合、送信回数の増加により電池寿命が短くなる場合があります。

- 7 -メンテナンスコマンド メンテナンスコマンド
ユニット側面に用意した USB mini コネクタから本ユニットの動作に係るパラメータの変更が可能です。
パラメータ変更は以下の手順で行います。
① USB ケーブルをコネクタに接続します。
② パソコンでターミナルソフトウェアを起動し、以下の通り設定します。
※ ターミナルソフトウェアに Tera Term を使用する場合の例です。ポートはお使いの環境に応じて変更して下さい。

③ 電源スイッチで電源を ON にし、 LORA> が表示される事を確認します。
④ 任意のコマンドを入力します。
⑤ 変更パラメータを保存する為、save コマンドを入力します。
※USB mini ポートからの入力が無い状態が 5 秒間継続すると、データ通信に移行します。

- 8 -表. コマンド一覧
コマンド

ショート

設定内容

デフォルト

設定範囲

125kHz62.5kHz

備考

コマンドbwa

帯域幅設定

125kHz250kHz500kHzsfb

拡散率設定

77～12channelc

無線チャンネル番号設定

101～15125kHz 以下の場合 : 1～15250kHz の場合 : 1～7500kHz の場合 : 1～5panidd

PAN ネットワークアドレス設定

0x00010x0001～
0xFFFEownide

自ノードネットワークアドレス設定

0x00010x0000～
0xFFFE

dstidf

送信先ノードネットワークアドレス設定

0x00000x0000～

0xFFFF はブロードキャスト

0xFFFFackg

Acknowledge 使用設定

ONOFF
ON

sleeptime

power

hi

スリープタイマー時間設定

600 秒

送信出力設定

13dBm

600～

100ms 単位

86400010 = 1 秒-4～13dBm

ソフトウェアバージョン
1.10 以降

uthresholdj

照度上限閾値設定

00～500000

lthresholdk

照度下限閾値設定

00～500000

versionv

ソフトウェアバージョン取得

-

-

save

w

FlashROM への設定値書き込み

-

-

loadx

デフォルト値の読み出し

-

-

showy

設定値確認

-

-

startz

データ通信状態に移行

-

-

- 9 -

bw コマンド説明

帯域幅を設定します。

オプション

3. 62.5kHz
4. 125kHz
5. 250kHz
6. 500kHz

デフォルト値125kHz

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
3. 62.5kHz
4. 125kHz
5. 250kHz
6. 500kHz

select number >sf コマンド
説明

拡散率を設定します。

オプション

7 ～ 12

デフォルト値

7

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set Spreading Factor (7 - 12) >- 10 -

channel コマンド説明

使用する無線チャンネル番号を設定します。
帯域幅が 125kHz 以下の場合(チャンネル間 200kHz)
1: 920.6MHz

2: 920.8MHz：

14 : 923.2MHz
15 : 923.4MHz

帯域幅が 250kHz の場合(チャンネル間 400kHz)
1: 920.7MHz

2: 921.1MHz：

6: 922.7MHz

7: 923.1MHz帯域幅が 500kHz の場合(チャンネル間 600kHz)
1: 920.8MHz

2: 921.4MHz
：

オプション

4: 922.6MHz

5: 923.2MHz

帯域幅が 125kHz 以下の場合、1～15 チャンネル
帯域幅が 250kHz の場合、1～7 チャンネル
帯域幅が 500kHz の場合、1～5 チャンネル

デフォルト値

10

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set channel (1 - 15) >- 11 -

panid コマンド説明

自ノードが参加する PAN ネットワークアドレスを設定します。

オプション

0x0001～0xFFFE

デフォルト値

0x0001

オプション選択

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set PAN ID (0001 - FFFE) >ownid コマンド説明

自ノードのネットワークアドレスを設定します。

オプション

0x0000～0xFFFE

デフォルト値0x0001

オプション選択

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set Own Node ID (0000 - FFFE) >dstid コマンド説明

送信先ノードのネットワークアドレスを設定します。

オプション

0x0000～0xFFFF※0xFFFF はブロードキャストになります。

デフォルト値

0x0000

オプション選択

設定値を 16 進数で入力して下さい。
please set Destination ID (0000 - FFFF) >- 12 -ack コマンド説明

対向ノードにデータを送信する際、ACK 受信を行うか否かを設定します。

オプション

1. ON

ACK 受信を行う

2. OFF

ACK 受信を行なわない

デフォルト値

ON

オプション選択

設定値を下記の一覧から番号で選択して下さい。
1. ON
2. OFF

select number >sleeptime コマンド説明

定周期のデータ送信間隔を 100ms 単位で設定します。

オプション

600～864000

デフォルト値

6000

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set sleep time (600 - 86400) >power コマンド説明

送信出力を設定します。

オプション-4～13dBm

デフォルト値

13dBm

オプション選択

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set output power (-4 - 13) >- 13 -

uthreshold コマンド説明

照度上限閾値を設定します。
0 以外の値が設定され、測定した閾値が照度上限閾値を超えていた場合、ゲートウェイに送信を行います。

オプション

0～500000

デフォルト値0

オプション設定

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set upper threshold (0 - 500000) >lthreshold コマンド説明

照度下限閾値を設定します。
0 以外の値が設定され、測定した閾値が照度下限閾値未満であった場合、ゲートウェイに送信を行います。

オプション

0～500000

デフォルト値0

オプション設定

設定値を 10 進数で入力して下さい。
please set lower threshold (0 - 500000) >- 14 -version コマンド説明

本ソフトウェアのバージョンを取得します。

オプション

なし

デフォルト値

なし

オプション選択ーsave コマンド説明

内蔵 FlashROM にコンフィグレーション設定を保存します。

オプション

なし

デフォルト値

なし

オプション選択ーload コマンド説明

全てのコンフィグレーション設定にデフォルト値を適用します。
デフォルト値を保存する場合は、save コマンドを実行して下さい。

オプション

なし

デフォルト値

なし

オプション選択ー- 15 -

show コマンド説明

現在の設定値を表示します。

オプション

なし

デフォルト値

なし

オプション選択ーstart コマンド説明

データ通信状態に移行します。

オプション

なし

デフォルト値

なし

オプション選択ー

help コマンド説明

コマンド一覧を表示します。

オプション

なし

デフォルト値

なし

オプション選択ー- 16 -

安全にお使いいただくために・安全にお使いいただくために分解、改造しない

不安定な場所に置かない●故障の原因となります。

●落下してケガをする可能性があり●感電の危険があります。

ます。

分解禁止

禁止

●本機の破損・故障の原因となります。

内部に水や異物を入れない

本ユニットの上に物を置かない●故障の原因となります。
禁止●破損・故障の原因となります。

●感電・火災の危険があります。

禁止

付属のＡＣアダプタ以外使用しない

ＡＣアダプタのコードは束ねて使用し●仕様の違いにより、火災・故障
禁止の原因となります。

ない
禁止●また付属のＡＣアダプタを他のしてください。束ねた状態で使用

電子機器等で使用しないでくだ

すると過熱による火災の原因となさい。

ります。

交流１００Ｖ以外では使用しない

幼児やペットなどに誤って触らせない●火災・感電の原因となります。
禁止●大けがの原因となります。
禁止

濡れた手で触らない

万一、異常が発生したとき●感電の危険があります。
禁止●コードは必ず伸ばした状態で使用●本体から異臭や煙が出たときは、注意

ただちに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

- 17 -

お手入れのしかた

お手入れのしかた●お手入れの際は、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。感電の危険があります。
●本体や操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
●シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質・破損の原因となります。
●USB mini コネクタ差込口周辺はホコリがたまりやすいので定期的に清掃してください。故障、火災、誤作動の原因となります。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。
これらの機器での使用により人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

- 18 -