装置仕様

Device Specifications

外形寸法

L 1500 × W 1030 × H 1580（mm）

本体重量約600 kg

電源

標準電源

単相AC 100 - 120 V / 200 - 230 V（-10%〜+8%）

周波数50 Hz / 60 Hz

過渡過電圧

過電圧カテゴリー Ⅱレベル 以下

主電源に発生する一時的過電圧

2.5 kV以下

消費電力

平均：約690 W / 最大：約990 W

設備容量

1.2 kVA

X,Y,Z軸ACサーボモーター

操作系

タッチパネルディスプレイ、光学式ホイール付マウス、ミニキーボード

記憶装置

装置内蔵500 GB HDD（初期出荷状態で約30 GB使用）
装置前面： USB 3.0 x 2

外部インターフェイス

装置側面： USB 2.0 x 2（マウスおよびミニキーボードに使用）

カメラ

CMOS 2048 × 1544 pixels

光学レンズ

4倍対物レンズ

光源

LED光源

滅菌ランプ

UV 15 W x 2

空気清浄器

HEPAフィルター x 2
使用場所

屋内使用

温度

精度保証：23 ± 2℃ / 機能保証：10 - 35℃

湿度

許容範囲：20 - 80%（結露無きこと）/ 最適範囲：45 - 60%

設置環境

・塵、ほこり、腐食性ガス無きこと・画像処理に悪影響を及ぼす場合があるため、強い室内照明や直射日光などが装置内に入らないこと

設置場所

・床が丈夫で水平な場所に設置すること
高倍率観察システム
蛍光観察システム

外形寸法（単位：mm）

10倍対物レンズ
蛍光観察用LED光源
蛍光フィルター3色 ①EX470 nm/EM525 nm②EX560 nm/EM630 nm③EX350 nm/EM460 nm

1030
1500

9601580

オプション

※蛍光光源
（オプション）は別置き L 200 × W 350 × H 250（mm） 重量：約600 kg

ヤマハ発動機株式会社
https://www.yamaha-motor.co.jp/hc/

ych@yamaha-motor.co.jp※本品は研究用機器であり、医療機器ではありません。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）」は適用外です。
※仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※上記は、弊社評価結果に基づき記載しております。結果は、作業環境、細胞の種類などによって異なる場合があります。

CELL HANDLER™とは About CELL HANDLER™

CELL HANDLER™のベネフィット Benefits of CELL HANDLER™

目的の3D細胞(スフェロイド/オルガノイド)・2D接着細胞・シングルセルを一つずつ連続分取する自動化システムです。
ピッキング技術とイメージング技術の融合により、従来法では成し得なかった細胞ハンドリングを実現します。

新たな発見をサポート

効率化・再現性向上細胞を用いた大規模スクリーニング、細胞品質管理、細胞株樹立など、創薬・生物医学研究の発展に貢献します。

従来のソーティングや手技では実現できなかった細胞分取を実現し、研究を新たな発見へ導きます。

これまで人の手により行ってきた実験を自動化し、効率化・再現性向上により研究を強力にサポートします。

3Dスフェロイド／オルガノイド ｜ ゲル中細胞の単離、大型サンプルのソーティング
高精度なヘッド制御
多岐にわたる培養条件下での確実な細胞分取を実現● ダメージフリーに細胞分取● 細胞の状態に合わせた独自の分取機構● 細胞ロス低減、少量サンプルでのソーティング

500 µm高精度イメージング
x4、x10レンズ、蛍光3色を搭載
形態学的な細胞評価● 正確な細胞位置情報（XYZ）の取得● 広範な移動元/移動先容器に対応

分取前

500 µm

分取後

がん研究

吐出後

iPS細胞研究

2D接着細胞／コロニー ｜ 細胞剥離処理不要、ラベルフリーに目的細胞を分取

オルガノイド研究● 高速撮影、高精度細胞認識・解析

創薬スクリーニング
オミックス解析

使いやすいソフトウェア● 全データ自動保存

自由度の高い細胞移動を、使いやすいUIで実現● 画像、
細胞特徴量、分取プロセス情報の取得考え抜かれたマシン構成
専用設計されたチップ、HEPA
フィルターとUVランプを搭載

500 µmトレーサビリティ、モノクローナリティ
分取前

500 µm

分取後

培養 Day7

抗体産生細胞スクリーニング

シングルセル ｜ データトレーサビリティ、細胞モノクローナリティの確保

ゲノム編集● 用途に応じたチップ選択10〜400 µmの大きさまで※より大きな細胞への対応は別途ご相談ください。
● クリーン環境 ISOclass5相当

100 µm

分取前

500 µm

吐出後培養 Day7細胞株樹立

ワークフロー Workflow

STEP3

細胞分取
STEP1

STEP2

STEP4

細胞認識

細胞選択

吐出、単離細胞の確認

STEP1

細胞認識

STEP3

高度な画像処理技術 ｜ 高速に移動元プレートを撮影し、形態学的／表現型的特徴量を取得します。

細胞分取

広範なサンプルに対応／独自の分取機構

MediumGel

GFP-expressing CHO

4xDomeType

Medium200 μm

10x magnification

細胞塊認識例

シングルセル認識例

CellTracker™
red pre-treated CHO
Multiple fluorescent colors (Three colors available)

CellTrackerはThermo Fischer Scientiﬁc Inc.の商標です。

さまざまな移動元プレート ｜ SBSフォーマットのマイクロプレート、ペトリディッシュの他に、3次元培養プレートにも幅広く対応します。

MediumGel1
Gel2

Organoid
Spheroid(400 μm)

Medium

Two-layer
Type

Single cell(10 μm)

Nanoliter wells

ゲルピッキング

接着細胞の剥がし取り

浮遊細胞の高効率分取柔軟なサイズ対応

Zスタック撮像により高さ方向の異なるサンプルも正確に位置を取得し、分取可能です。

独自のチップアクションにより、接着力の強い初代細胞やiPS細胞の剥がし取り分取が可能です。

マイクロキャビティプレートを使用することにより、より高効率に浮遊細胞を分取できます。

シングルセルから400 µmまでの細胞に対応しています。

STEP4※より大きな細胞への対応は別途ご相談ください。

吐出、単離細胞の確認

画像による分取結果確認
Precision Chamber™

Elplasia® ElplasiaはCorning Inc.の登録商標です。

吸引前後および吐出後の画像取得により、視覚的に細胞の状態が確認可能です。モノクローナリティの確認にも有効です。

ダメージフリー ｜ 優しい吸引、吐出アクションで生きたまま細胞を分取でき、分取後の細胞は高い生育率を示します。
STEP2

細胞選択

自動選択モード (Histogram Selection)

マニュアル選択モード (Manual Selection)

細胞の特徴量（20パラメーター）はヒストグラムで視覚化され複数の特目的の細胞を研究者ご自身で選ぶことも可能です。一つ一つ目視で徴量を選択基準として組み合わせ、目的細胞群を簡単に選択できます。 確認しながら、確実な細胞選択が実現できます。
500 µm

分取前

100 µm

分取後吐出後100 µm

培養 Day4

さまざまな吐出先プレート
SBSフォーマットプレートの他にも、PCRチューブやOrgan-on-a-Chip等、ご指定のプレートへ吐出が可能です。

ヒストグラム選択

マニュアル選択

OrganoPlate® Graft

OrganoPlateはMimetas B.V.の登録商標です。