PINCE DE MESURE DE PUISSANCE

KEW 2060BT / 2062 / 2062BT

Forme de la mâchoire avec accent sursécurité et convivialité
KEW 2062/2062BT

KEW 2060BT

1 000ATension jusqu'à 1 000V rmsHarmonies jusqu'à 30ème.
Actuel jusqu'à● Diverses fonctions de mesure : courant, tension, puissance, harmonies et détection de phase● L'écran LCD peut afficher simultanément les valeurs de tension et de fréquence ou de puissance et de facteur de puissance● Chaque degré d'harmoniques peut être affiché sur l'écran LCD du testeur● Fonction de communication Bluetooth (2060BT et 2062BT uniquement)®

Diverses fonctions de mesure〜○Mesures du courant, de la tension,puissance, harmonies et phasela détection est possible.

○Vrai RMS : Indique une valeur correcte

AVW

Courant CA, fréquence

DATA
HOLD

BLOC DE DONNÉES〜Tension CA, fréquence
Alimentation

Harmonies

à la forme d'onde déformée.

Détection de phase○Fonctions de PEAK, MAX, MIN, AVG
sont disponibles.
Facile à vérifier la modification temporelle
dans la source d'alimentation.

SETUP○L'écran LCD peut afficher simultanément
valeurs de tension et de fréquence ou
puissance et facteur de puissance.

CONFIGURER

Les bornes d'entrée
peuvent être utilisées
jusqu'à 3.
Réglez les pistes d'essaien fonction de laconfiguration du câblage.

Mesure de la puissance
Mesure de la puissance sur
tout système de câblage est possible.
* Par exemple :3P4W
R (L1)

RougeT (L3)

ChargeSource

S (L2)NNoir
KEW 2060BT, KEW 2062 et KEW 2062BT
peuvent effectuer des mesures monophasées 2fils / monophasées 3 fils et des mesuresd'équilibre et de déséquilibre de trois phases 3fils / triphasées 4 fils.
Le double affichage peut afficher simultanément
de nombreux paramètres tels que W & PF, W &deg, W & VA, W & Var, V & A, etc.

Divers paramètres tels que lapuissance active/réactive/apparente, le facteur depuissance, les différences dephase (1P2W seulement) qui
sont requis pour la mesure dela puissance peuvent êtremesurés.

La puissance totale en 3 phasespeut être mesurée par étapessimples.

En définissant le CT et le VT
le rapport et la mesure du côté
secondaire du transformateur, lavaleur du côté primaire peut êtreobtenue.

Mesure harmonique

NChargeLSource

On peut mesurer les harmoniques de la tension et du courant, qui
causent diverses défaillances sur le terrain.
Il est possible de mesurer et de montrer chaque harmonique detension et de courant jusqu'à 30ème.
Le facteur de distorsion harmonique totale est dans deux types deTHD-R et THD-F.
Chaque degré d'harmoniques peut être affiché sur l'écran LCD dutesteur.
La valeur actuelle (ou valeur de tension) et le rapport de contenu
peuvent être affichés sur le même écran.

Forme de la mâchoire accentuée
sur la sécurité et la facilité d’utilisation
Alignement de deux types de mâchoires pour répondre à l'environnement de test

●KEW 2060BT a une nouvelle forme de mâchoire spéciale pourutilisation d’un grand jeu de barres. Mâchoire extrêmement grande
la forme déchirure peut serrer un grand jeu de barres avec coffre-fort.
(Conducteur 75mm, Jeu de barres 80 x 30mm MAX)

●KEW 2062 et KEW 2062BT ont une déchirure

mâchoire de forme de goutte, et la taille est pratiqueà utiliser dans un petit bureau et une usine.
(dimension du conducteur 55mm)

Photo:2060BT

La forme de déchirure peut resterl'opérateur libéré du danger
de toucher le jeu de barres.

Détection de phase
La phase positive et la phase négative peuvent être confirmées parle son du buzzer et l'affichage sans modifier le connexion des fils.
R (L1)T (L3)
NNoirJauneRougeChargeSourceS (L2)KEW Power*
Rechercher"KEW Power*"
Les frais decommunication peuvent
soit télécharger l'application.
*Bluetooth® est une marque de commerce ou une marque déposée deBluetooth® SIG. Inc. Android ™ est une marque de commerce ou
marque déposée de Google Inc. iOS est unemarque ou marque déposée de Cisco Technology,
Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Télécharger surApplication iOSBluetooth® (2060BT et 2062BT uniquement)○ Application dédiée "KEW Power*" prend en charge les Android et iOS.
○ l'écran LCD peut être vérifié sur les appareils intelligents.
○ Les valeurs mesurées et les graphiques peuvent être stockés en appuyant sur un bouton.
○ La tension et le courant peuvent être affichés dans l'écran de la forme d'onde. Exis tence desTM○harmoniques peuvent être trouvés facile.
Le seuil de chaque valeur mesurée peut être fixé à l'application, et PASS et le jugement FAIL
est possible.

Application pour iOS
Logiciel iOS gratuit "KEW Power*"
est disponible sur "App Store"

APPLICATION ANDROID
ACTIVÉE

Android™ App

Application pour Android™
Logiciel Android gratuit "KEW Power*"
est disponible sur "Google Play Store"

● Accessories● Spécifications de KEW 2060BT / 2062 / 2062BT2060BT

2062/2062BT

Connexions de câblage

1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Mesures et paramètres

Tension, Courant, Fréquence, Puissance active, Puissance réactive, Puissance apparente, Facteur de puissance (cosθ), Angle de phase, Harmoniques(THD-R/THD-F), Rotation de phase

ACVPlage

1 000V

Précision±0.7％rdg±3dgt (40.0 to 70.0Hz)

Facteur de crête

1,7 ou moins±3.0％rdg±5dgt (70.1 to 1kHz)

ACA
Plage

40,00/400,0/1 000A (3 plages auto)

Précision±1,0% rdg±3dgt (40,0 à 70,0Hz) ±2,0%rdg±5dgt (70,1 à 1kHz)

Facteur de crête

3 ou moins sur la plage 40.00A/400.0A, 3 ou moins 1 500A maximum sur la plage 1 000A

Fréquence
Plage d'affichage

40,0 à 999,9Hz

Précision±0.3%rdg±3dgt

7290 Jeu de plomb d'essaide tension

Puissance activePlage

40,00/400,0/1 000 kW

Précision±1,7%rdg±5dgt (PF1, onde sinusoïdale, 45 à 65Hz)

Puissance apparentePlage

40.00/400.0/1 000kVA

Précision±1dgt par rapport à chaque valeur calculée, Somme : ajouter les erreurs de chaque canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

Puissance réactivePlage

40.00/400.0/1 000kVar

Précision±1dgt par rapport à chaque valeur calculée, Somme : ajouter les erreurs de chaque canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

Facteur de puissance
Plage d'affichage-1 000 à 0 000 à +1 000

Précision±1dgt par rapport à chaque valeur calculée, Somme : ajouter les erreurs de chaque canal, 3P3W: ±2dgt, 3P4W: ±3dgt)

Angle de phase (1P2W uniquement)
Plage d'affichage-180,0 à 0,0 à +179,9Précision±3.0°

9198 (Sac de transport)

Harmonics RMS (taux de contenu)
Ordre d'analyse

1er à 30ème ordre

Précision±5,0% rdg±10dgt (1 à 10ème) ±10% rdg±10dgt (11 à 20ème) ±20% rdg±10dgt (21 à 30ème)● Mesure catégories (CAT)Total harmoniques THD-R/THD-F
Plage d'affichage

0,0% à 100,0%Précision±1dgt par rapport aux résultats calculés de chaque valeur mesurée

Rotation de phase

ACV 80 à 1 100V (45 à 65Hz)

Autres fonctions

MAX/MIN/AVG/PEAK, Rétention de data, Bluetooth® (2060BT et 2062BT uniquement), rétroéclairage, mise hors tension automatiqueGénéralitésInterface de communication

Bluetooth® 5.0 (2060BT et 2062BT uniquement)

Source d'alimentation

LR6(AAA)(1.5V)×2

Temps de mesure continu

Environ 58 heures

Taille du conducteur

Φ75mm max. (jeu de barres de 80mm x 30mm)

Φ55mm max.

Dimension / Poids283(L) × 143(W) × 49(D) mm / Environ 590g (piles incluses)

247 (L)×105 (W)×49 (D)mm / Environ 490g (y compris les batteries)

Normes applicables
Accessoires

La figure montre un exemple de mesurecatégorie.
Instruments de mesure conçus pour le CAT IVpeuvent être utilisés dans les environnements
de CAT III, CAT II et CAT O.

Câblage intérieur

O: Circuits demesure sansMESURECATÉGORIE.

Fil entrant

IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, 2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40)
CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V Degré de pollution 2CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT II 1000V Degré de pollution 2

Prise7290 (Jeu d'essai de tension) 9198 (Sacoche) LR6(AAA)×2, Manuel d'utilisation● Guide de sélection des compteurs de puissance
Pince de mesure de puissance

2060BT

2062

Compteur d'alimentation Analyseur de qualité de l'alimentation
2062BT

6305

6315

Un exemple demesurecatégorie

IV CAT

300V

Mesurecatégorie

Phase nominale
ä la tension terrestre

Attention
Apparence

Tension [T]Courant [A]Alimentation [A]Fréquence [Hz]Energie [Wh]Harmonies
Puits✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓Plonger
Alimentation
Interruption
QualitéTransients
Courant
Taille du conducteur

Φ75mm

Φ55mm

Φ55mm

4ch (V3, A1)
Bluetooth®

4ch (V3, A1)

4ch (V3, A1)
Bluetooth®

Diffère en fonction du capteurs Diffère en fonction du capteurs
à pince utilisés en option.
à pince utilisés en option.

MémoireNombre de canaux d'entréeInterface de communication

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

● Cette brochure a été produite en novembre 2023. Le contenu de cette brochure peut être modifié sans préavis.

carte SD
6ch (V3, A3)
USB,Bluetooth®

carte SD
7ch (V3, A4)
USB,Bluetooth®

La valeur de tension qui suit après le catégoriesignifie la limite de la phase à la terre tension.
Ce n'est pas la limite de la phase à la phasetension. Par conséquent, dans le cas d'une
mesure instrument conforme à la norme CAT IV
300V, il peut être utilisé sur le circuit électriquejusqu'à 520V phase à phase à la ligne à 3phases reliée par connexion en étoile.

Certains pays réglementent la comRespect de leur loi sur la radio
produits équipés de Bluetooth®.
Veuillez le confirmer auprès de votre
distributeur avant d'acheter nos
produits eq- avec Bluetooth®.

LC_2060BT_2062_2062BT_2_1_Nov23_SS_fr