SPECTRUM社 M4i AD DA DIOボード概要（株)ミッシュインターナショナル

M4i ボード【特長】
PCI Express x8 Gen2対応
FIFOモードにより最大3.2GB/secで長時間連続データ収録,データ出力が可能
標準4GBのオンボードメモリ搭載可能
全チャンネル同時サンプリング
サンプリングレート：～5GS/s
分解能：8bit/14bit/16bit
外部入･出力トリガー用コネクタを用意
外部クロック入・出力用コネクタを用意±200mV～最大±10 Vで6つの入力レンジをサポート
PLL内蔵で1Hz刻みのサンプル速度設定可能
FFT機能付きオシロスコープソフトウエアSBench6を準備

FIFO モード

3GB/s
HDD/SSD

SPECTRUM社ボード最大の特長でPCI Express
バスデータ転送速度3GB/sec以上を実現しています。
3GB/secの速度のRAIDカードを準備することで3GB/secでの長時間データ保存、データ出力が可能になります。
データの取りこぼしは設計上一切ありません。

【FIFOモード通信分野アプリケーション例】
マルチアンテナ送受信法(MIMO多重法)

変調
データ
復調
データSSDRAID

同期

同期

同期

送信機

N本のアンテナを離して配置
M本のアンテナを離して配置異なるアンテナで異なるデータを送信

SSD
RAID

同期受信機

【システム仕様】①出力用に４ｃｈ、16bit、DAボード３枚、及び36TバイトのSSDを準備します。
②入力用に４ｃｈ、16bit、ADボード３枚、及び36TバイトのSSDを準備します。
③出力側はDiskからデータを読み込みながら250MHzで12チャンネル同時データ送信をします。
この場合データ転送速度は4chx2バイトx3枚x250MHz=6GB/secになります。
④入力側は250MHzで12チャンネル同時データ受信をしてDiskに保存します。
⑤①～④はハードディスク36テラバイト使用で5時間連続稼動可能です。

GUIソフトSBench(option)

ビューワーソフトSBenchが準備されています。データ収録、信号出力、波形表示、FFT、SN比表示等多機能なGUIソフトです。

Windows Driver
全ボード対応のWindowsドライバーが標準で提供されます。
VisualC++,VisualBasic,Delphi
等のアプリケーションソフトからボードの制御ができます。

MATLAB Driver

全ボード対応のMATLABドライバーが標準で提供されます。
Ｍコードで作成したアプリケーションソフトからボードの制御ができます。

LabView Driver

全ボード対応のLabViewドライバーが標準で提供されます。
NationalInstrument社LabViewで作成したアプリケーションソフトからボードの制御ができます。

Linux Driver

全ボード対応のLinuxドライバーが標準で提供されます。一般的なLinuxディストリビューションに対応していますが対応していないディストリビューションに対してはドライバーソースコードを提供しておりますのでドライバを作成することができます。

※ドライバはリアルタイムOS RedHawkにも対応している為、RedHawkを準備すればSPECTRUM社ボードのリアルタイム制御が可能になります。

マルチプルレコーディング

ADDI

トリガーの度にボード上メモリに指定データ数を保存していくモードです。トリガーが速い周期で発生する場合に有効です。プリトリガー、ポストトリガーの設定もできます。

ゲートサンプリングADDI

マルチプルレコーディングと同様の機能で、トリガーがONの時のみデータをボード上メモリ に取り込みます。プリトリガー、ポストトリガーの設定もできます。

タイムスタンプ
ADDI

トリガーが発生した時刻を記録し続けることができます。マルチプルレ
コーディング、ゲートサンプリングと組み合わせて使います。

ADABA モードDI

トリガーがかかるまでは遅いサンプル速度でデータを取り込み、トリガー後は速いサンプル速度でデータを取り込みます。
トリガー後一定時間経過後はさらにサンプル速度を遅くして取り込むモードです。

PLLAD

DI

DA

ボード上にPLLを内蔵しているため1Hz刻みの細かいサンプル速度設定が可能です。

内部トリガーAD

DI

外部トリガーのみならず２０種類以上の内部トリガーを発生させることもできます。さらに、内部トリガーをトリガーコ
ネクタからTTL出力させることで他の装置との同期を取ることも可能です。

デジタル入力 モード

AD

ADボードからデータ収録時に上位空きbitにデジタル信号を埋め込み、同時に取り込むことができます。

デジタル出力 モード

DA

DAボードからのデータ出力時に上位空きbitにデジタル信号を埋め込み、アナログデータと同時に出力することができます。

Block Averaging 機能(Option)
AD

Averagingなし

Averaging10回

Averaging100回

取得したデータに対してADボード上のFPGAを用いて高速Averagingを行う機能です。左図の様にノイズに埋もれた微小電圧信号の解析が簡単にでき、有効ビット数、SN比の改善が可能です。ソフトウェアの平均化に比べると数百倍の高速な演算が可能です。
飛行時間質量分析計のデータ取得に最適です。

クロック分配カード (Option)
AD～250MHzDI

DA

複数枚のﾎﾞｰﾄﾞに同期外部クロックを渡す場合はクロック分配カードを使用できます。1枚で最大16ch,250MHzのクロック出力が可能です。

スターハブ同期 （Option)
AD

DI

DA

SPECTRUM社全ボードの各チャンネルは同時サンプリングですが、ボードを複数枚使用する場合もスターハブ同期をすることで全ボード同時サンプルになります。
最16枚まで対応しています。

システムスターハブ同期 (Option)

PC-1

AD
システムStarHUB
モジュール

DIDA

PCを複数台に増設した場合も最大271ﾎﾞｰﾄﾞまで同時サンプル可能です。

PC-19システムStarHUB
モジュール

PC-20
システムStarHUB
モジュール

外部アンプ(Option)AD

uVレベルの微小信号を100倍,1000倍に増幅する際に使用できるアンプです。(バンド幅10MHz～500MHz対応)

ネットワーク接続用ボックス
ADLAN

DI

DA

オプションのNetBox内にSPECTRUM社ボードを入れることで、遠隔地からLAN経由でアナログデータの取得ができるようになります。

NetBox

ノートブックPC用ボックス
ADDI

DA

SPECTRUM社ボードは通常デスクトップPCで使用しますが、ラップトップ用ボックスをオプション購入することで車載等での利用も可能になります。

ポータブルシステム
ADDI

DA

モニター一体型筐体内にADボードを入れたシステムも準備されています。持ち運び可能なシステム構築が可能です。

製品一覧表

製品名

分解能

バンド幅

M4i.2210-x8
M4i.2211-x8
M4i.2212-x8
M4i.2220-x8
M4i.2223-x8
M4i.2221-x8
M4i.2230-x8
M4i.2233-x8
M4i.2234-x8
M4i.4450-x8
M4i.4451-x8
M4i.4410-x8
M4i.4411-x8
M4i.4420-x8
M4i.4421-x8

8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
8bit
14bit
14bit
16bit
16bit
16bit
16bit

500MHz500MHz500MHz
1.5GHz
1.5GHz
1.5GHz
1.5GHz
1.5GHz
1.5GHz250MHz250MHz65MHz
65MHz
125MHz125MHz

1ch

2ch

4ch

A/D
1.25GHz
1.25GHz 1.25GHz
1.25GHz 1.25GHz
2.5GHz
2.5GHz 1.25GHz
2.5GHz 2.5GHz
5GHz
5GHz
2.5GHz5GHz
2.5GHz500MHz 500MHz
500MHz 500MHz
130MHz 130MHz
130MHz 130MHz
250MHz 250MHz
250MHz 250MHz

1.25GHz

1.25GHz
500MHz130MHz250MHz

D/A
M4i.6620-x8
M4i.6621-x8
M4i.6622-x8
M4i.6630-x8
M4i.6631-x8

16bit
16bit
16bit
16bit
16bit

200MHz200MHz200MHz600MHz600MHz625MHz625MHz 625MHz
625MHz 625MHz
1.25GHz
1.25GHz 1.25GHz

625MHzDI(LVDS)
M4i.7710-x8
M4i.7720-x8
M4i.7730-x8
M4i.7735-x8

32bit
32bit
32bit
32bit

-----

125MHz250MHz360MHz720MHz----------