NobelPearl™
Abutment Screw Retrieval Kit

Procedimiento para conexiones implante-pilar
atornilladas tras un fracaso del tornillo

el Rescue Shell XT regular o ancho sobre el implante y confirmar
1. Colocar
que está asentado de forma segura. Se puede utilizar un composite
fotopolimerizable (ej. primopattern LC) para fijar el Rescue Shell enconexión con los dientes adyacentes.

la pieza de mano verde, fresar de forma intermitente el centro
2. Utilizando
del tornillo fragmentado mediante la fresa piloto de rescate (RescuePilot Drill) (Komet referencia nº H1SE.205.010) a una velocidad de
2.000 rpm, aplicando la mínima presión posible. El orificio piloto debe
tener 2-3 mm de profundidad. Retirar el Rescue Shell, después succionar
y limpiar el orificio. Nota: utilizar un dique dental si la succión de laspartículas no es suficiente.

la fresa izquierda (Rescue Drill «left», Komet referencia
3. Conectarnº H1L.204.014) al adaptador de la llave. ¡No utilizar una pieza demano! Colocar la fresa verticalmente sobre el orificio piloto y empujarla
ligeramente en el mismo. Girar manualmente el adaptador hacia laizquierda (sentido antihorario) mientras se mantiene la presión sobre
la fresa. La fresa enganchará con el fragmento de tornillo por lo que sepuede extraer con un mínimo esfuerzo. (Si el fragmento se suelta de la
fresa tras la rotación, puede extraerse con una pinza adecuada).
Si la fresa no engancha el fragmento o este no se puede soltar, repetir elprocedimiento asegurándose que el orificio piloto está centrado y tienela profundidad suficiente. El orificio piloto también se puede fresar sin el
Rescue Shell si se considera que este puede ser un obstáculo y se tiene
una vista nítida del fragmento.*

el interior del implante con el cepillo de limpieza y la pieza de
4. Limpiar
mano. Comprobar que no quedan residuos oscuros en el implante.
Precaución: limpiar el interior del implante con un cepillo (por ejemplo, un
cepillo periodontal, aire a presión...)gustaría revisar el motivo del fracaso del tornillo ponte en contacto
5. Sicontenuestros
especialistas.

* Si el fragmento no puede extraerse utilizando la fresa giro izquierda, se puede utilizar la fresa piloto para
fresar/destruir todo el fragmento como último recurso. Asegurarse de proporcionar suficiente refrigeración.

www.nobelbiocare.com/pearl

GMT 78466 ES 2202 © Nobel Biocare Services AG, 2021. Reservados todos los derechos. Distribuido por: Nobel Biocare. Exención de responsabilidad: Nobel Biocare, el logotipo
de Nobel Biocare y todas las demás marcas comerciales son, a menos que se especifique lo contrario o se deduzca claramente del contexto en algún caso, marcas comerciales
de Nobel Biocare. Consultar nobelbiocare.com/trademarks para obtener más información. Las imágenes de los productos no están necesariamente reproducidas a escala.
Todas las imágenes de producto están destinadas solamente a servir como ilustración y pueden no ser una representación exacta del producto. Puede que no se permita ponera la venta algunos productos en algunos países según su normativa. Póngase en contacto con la subsidiaria local de Nobel Biocare para conocer la gama de productos actual
y su disponibilidad. Precaución: la ley federal (Estados Unidos) o la ley en tu jurisdicción puede limitar la venta de este dispositivo a dentistas o médicos o por prescripción
facultativa. Consultar la información completa sobre prescripción en las Instrucciones de uso, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
NobelPearl™ es fabricado por Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5, CH 8957 Spreitenbach, Suiza y distribuido por Nobel Biocare Services AG.