HiPer V
2 周波 GNSS 受信機

デジタル無線搭載！マルチGNSS受信機！
最先端の GNSS 信号受信処理技術 Vanguard Technology 搭載。
安定した観測を実現する 2 周波 GNSS 受信機「HiPer V」！
TM

QZSS対応デジタル無線搭載！
完全ケーブルレス RTK 観測を実現！

基準局

テザリング

軽量で頑丈なマグネシウムボディ !

スマートフォン
Wi-Fi

データコレクタ・高速デジタル無線通信により、受信した全ての GNSS 衛星のデータを送信できます。GNSS の受信機能をフルに活用した快適な RTK 観測が可能です（GGDM-D / GDM-D タイプ）。
・ネットワーク型 RTK 観測においては、データコレクタ（オプション）に Wi-Fi テザリング可能なスマートフォンを組み合わせることにより、簡便にネットワーク型 RTK に対応させることが可能です。

GPS+GLONASS+QZSS ハイブリッド測位！
TM
Vanguard Technology 搭載
GNSS ボ ー ド に 先 進 の テ ク ノ ロ ジ ー を 搭載。GPS+GLONASS に よ る 測 位 能 力 に 磨きをかけました。さらに QZSS（準天頂衛3Dテクノロジーを用いた計測星システム）にも対応。226chという充実及び誘導システムの受信チャンネル数を搭載しています。

登録番号：KT-170034-A

SD/SDHC カード対応！
長時間スタティック観測でも余裕のメモリー容量

ユーザーフレンドリー！ボイスメッセージ機能搭載
3Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システム

登録番号：KT-170034-VE

HiPer V
SPECIFICATIONS
製品名タイプチャンネル数GPS L1
GPS L2
GLONASS L1
GLONASS L2
QZSS（準天頂衛星システム）
SBAS
Bluetooth内蔵無線モデム

GG

HiPerV

GD

GGD
GDM-D
GGDM-D
226ch
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
L1 搬送波 :1575.42MHz、L2 搬送波 :1227.6MHz、C/A コード :1.023Mbps、GPS
P コード :10.23Mbps、L2C:0.5115Mbps
L1 搬送波 :1602+（J×0.5625）
MHz、L2 搬送波 :1246+（J×0.4375）MHz、GLONASS
J=-7 ～ 7（チャンネル番号に相当）、C/A コード :511Kbps、P コード :5.11Mbps
QZSS
L1 C/A、L1-SAIF、L1C、L2C
精度
スタティック
水平（3mm+0.8ppm×D）:
m.s.e.
水平 （3mm+0.5ppm×D）:
m.s.e.
（D：測定距離） （短縮スタティック含む） 垂直（4mm+1.0ppm×D）:
m.s.e.
垂直 （5mm+0.5ppm×D）:
m.s.e.
水平 （10mm+1.0ppm×D）:
m.s.e.
リアルタイムキネマティック
垂直 （15mm+1.0ppm×D）:m.s.e.
データ更新間隔
1Hz10Hz（標準）20Hz（オプション）
RTK データフォーマット
RTCM SC104（Ver.2.2/2.3/3.0/3.1/3.2）CMR / CMR+NMEA 出力フォーマットNMEA（Ver.2.1/2.2/2.3/3.0)
寸法
φ184×H95mm
質量1.20kg（バッテリー含む）
1.31kg（バッテリー含む）
入力電源
DC 6.7 ～ 18V
4W（無線モデム 1W 連続送信時 :12.1W）
消費電力
4W（無線モデム受信時 :9.4W）
約 7.5 時間（スタティック観測時）
無線受信時 : 約 6 時間（RTK 移動局観測時）
BDC70 使用時
約 7.5 時間
*1動作時間無線発信時 : 約 3.5 時間（RTK 固定局観測時）
BT-73QB 使用時
約 24 時間（スタティック観測時）
約 24 時間
無線発信時 : 約 10 時間（RTK 固定局観測時）( オプション )周囲温度
動作 :-20℃～ +65℃（無線モデム動作時 :-20℃～ +50℃）、保存 :-45℃～ +70℃
耐水性及び耐じん性
JIS C0920-2003 保護等級 IP67（耐じん形 , 耐水形 ) に準拠
メモリ
SD / SDHC カード
入出力ポート
電源ポート、RS232C x 1
表示
LED x 22
ボイスメッセージ
音声による受信機ステータス案内*2Bluetooth 規格
V2.1 Class1
無線装置の種類
デジタル簡易無線
351.20000MHz ～ 351.38125MHz
使用周波数 / チャンネル
6.25kHz ステップ / 30 チャンネル
無線
1W / 500mW / 100mW のモデム部
空中線電力（送信出力）
3 段階切り替え
伝送速度-

国土地理院登録4,800bps

2 級 GNSS 測量機

1 級 GNSS 測量機*1：使用温度 20℃、Bluetooth オンにて測定。 *2：接続するデータコレクタが Class2 の場合、HiPer V は Class2 で動作致します。
※ 無線の申請手続きについては弊社販売会社、及び代理店へお問い合わせ下さい。
※ 測量性能の基準は、受信衛星数、障害物、基線長、マルチパス、基準局位置精度および環境条件により変わることがあります。

HiPer V 標準構成品

オプショナルアクセサリー

・HiPer V 本体
・データコレクタ FC-500
・バッテリー BDC70(Li-ion）×2
・アプリケーションソフトウェア
・急速充電器セット CDC68A-11
GNSS 統合観測・データケーブル
RTK 移動局観測・100mm スペーサー（M タイプのみ）
監督さん .V+GNSS オプション
MAGNET Field GNSS標準パッケージ・5/8 インチ L プラグ・外部バッテリー BT-73QB
・保証書
・取扱説明書 CD・格納ケース ( 小 )TOPCON MASTER 制度
トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいた
お客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています（有償）。
TOPCON MASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

詳しい情報はこちらからどうぞ！

商 品 に 関 するお 問 い 合 わ せトプコン測量機器コールセンター
ホームページ

0120-54-1199（フリーダイヤル）

受付時間9:00～17:35（土・日・祝日・トプコン休業日は除く）● Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。
注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命はhttps://www.topcon.co.jp
本社 スマートインフラ営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

札幌オフィス仙台オフィス

東京オフィス名古屋オフィス

大阪オフィス福岡オフィス©2019

Printed in Japan 2019 10-20 P-180-6