SunScan
キャノピー解析システム - SS1
農作物用携帯型キャノピー解析システム
SunScanは、作物キャノピーのPARをフィールドで測定し、葉面積指数やバイオマス生産に関する貴重な情報を提供します。
●

植物キャノピーにおける入射および透過PARを測定します●

葉面積指数（LAI）を直接表示することができます●

BF5サンシャインセンサーは、入射光の全天日射量と散乱日射量を測定する
リファレンスです●

曇り、晴れ、変わりやすい条件下で使用可能●

ポータブル、耐候性、バッテリー駆動

概要
SunScan プローブ
SunScanは、作物キャノピー内の入射・透過光合成有効放射（PAR）を測定・分析するシンプルで柔軟なシステムです。
長さ1mのプローブに64個のPARセンサーのアレイが埋め込まれ、RS-232ケーブルで携帯型作物へのPARの浸透について重要な情報を提供し、PDAに接続されています。 読み取りが行われると、作物の比較研究などでは、品種や処理によるすべてのセンサーがスキャンされ、測定値がPDAに送信影響を切り分けるために不可欠です。
されます。
特に、多くの農作物で見られるような、低く規則的な低いキャノピーにプローブに沿った平均光量が計算され、詳細なPARマッピングのために必要であれば、個々のセンサーの読み取り値をすべて利用適しています。
することができます。
SunScanは、ほとんどの光条件下で使用することができます（正午近くが最適）。

プローブのハンドルにある操作ボタンで、要求に応じて迅速かつ簡単に連続測定が可能です。
PDAからのプログラム制御により、無人でロギングを行うことも可能です。 測定値は、PAR（μmol.m-2.s-1）およびLAI（m2.m-2）の単位で表示されます。

全天日射量

散乱日射量

BF5

透過PAR
Sun scanSunScanの主要コンポーネントとその接続

SunScan キャノピー解析システム

SunScanプローブ(無線版)とPDA、無線連動BF5サンシャインセンサーを三脚に装着した状態

Sunscanシステムのタイプ
SunScanはモジュール式で拡張可能です。研究者は、自身の要求仕様と予算に合ったシステムを選択することができます：
システムのタイプ

特長および利点

SS1-COM コンプリートシステム

フルシステムで、強力なキャノピー解析ツールを提供します。
LAIを即座に計算し、スポット読み取りまたは無人ロギングによるPAR遮蔽を測定し、サンフレックを測定することができます。

SunScanコンプリートパッケージ：
SunScanプローブ、SunDataソフトウェア、PDA、SunshineセンサータイプBF5、三脚、キャリングケース

SS1-COM-R4 ラジオリンク付
コンプリートシステム

無線リンクは100～200mの範囲をカバーし、SunScan
プローブとBF5間のケーブルに取って代わるものです。

改造したSunScanプローブとBF5 Sunshineセンサーとの無線リンクが含まれます。

SS1-STD3 標準システム
スタンダードシステムは、SunScanプローブ、SunDataソフトウェア、PDAで構成されています。

スタンダードシステムは、LAIを含むSunScanの全範囲を測定することが可能です。プローブはキャノピー上の基準として機能する必要があるため、安定した光条件が必要です。

SunScan キャノピー解析システム
SunDataソフトウェアモデリング
SunScanは、Campbell（1985）、Norman and Jarvis（1975）の研究に基づき、以下の要素を考慮した、均一なキャノピーを通る光の透過に関する高度なモデルを使用
しています：● 直射光と拡散光● キャノピー葉面積指数● キャノピー葉角分布● 透過率● 葉のPAR吸収量

天頂角

散乱日射

全天日射

上昇気流散乱光

キャノピー層L = 0.1
吸収量＝a
ELADP = x
直接光散乱

● 太陽天頂角
拡散光散乱

太陽天頂角は、実際の時刻、緯度・経度から算出します。葉の角度分布と葉の吸収量は、ユーザーによって推定されます。
LAIの計算に必要な他のすべての変数は、直接測定されます。

下降拡散および散乱光減衰した直接光

直射光と拡散光の相対的な寄与は、透過PARと同時に測定されるため、幅広い日照条件下で測定が可能です。しかし、太陽が強く、地平線に近い場所では、大きな誤差が生じる可能性があるため、測定は控えることをお勧めします。 SunDataソフトウェアの仮定と計算は、システムの効果的な使用方法に関する実践的なアドバイスとともに、ユーザーマニュアルで完全に説明されています。

Sunshineセンサータイプ BF5
SunScanは、キャノピー上空で光の直接成分と拡散成分を同時に測定する独自の基準センサー（オプション）を備えています。

BF5は、この情報をもとに日照の有無を計算し、日射の直射成分と拡散成分を測定するため、従来の拡散光センサーで必要だったシェードリングの調整が不要になります（調整はレベリングのみ）。

ドームの特殊な遮光パターンは、少なくとも1つのフォトダイオードが常に遮るもののないように、少なくとも1つが常に完全な影になるように、配列されています。

[1] 特許番号EP 1012633、US 6417500

データ解析・保存
堅牢なPDAタイプRPDA3
RPDA3は、SunScanプローブからの測定値を収集・分析する、非常に堅牢なハンドヘルドPDAです。SunDataソフトウェアにより、生の測定値やLAIなどの派生関数を現場で表示、確認、保存することができ、必要に応じて平均化することもできます。
測定値は、100万件以上の測定値を保持可能な内部メモリ、または市販マイクロSDカードに保存され、取り外し可能なデータストレージとして使用できます。収集したデータは、PCに簡単に転送することができます。

RPDA3による無人ロギング
SunDataソフトウェアは、SunScanプローブから1秒から24時間までのユーザー定義の間隔で自動的に読み取りと平均を取ることができます。
これは、例えば、特定の場所でのキャノピー光の遮蔽の日周測定値を得るために使用することができます。

無線リンク

RPDA3

堅牢なPDA

無線リンクは、SunScan ProbeとBF5基準センサーを接続し、長い接続ケーブルが不要になります。このリンクは434MHzのライセンスフリー周波数で動作し、100mから200mの植生の中で送信することができます。無線リンクシステムは、BF5リファレンスセンサー用のアドオンモジュール（BF5-RL4）と特別に改造されたSunScanプローブ（SS1-RL4）で構成されています。

BF5-RL4

SS1-RL4

SunScan 仕様

オーダーインフォメーション

SunScan プローブタイプ SS1

SunScanシステム

分光レスポンス

1m x 13 mm ワイド、センサースペース 15.6 mm
400～700nm (PAR)

測定時間120ミリ秒最大読み取り値

2500μmol.m-2.s-1

分解能

0.3 μmol.m-2.s-1

リニアリティ

1%以上

精度

±10%

アナログ出力1 mV per μmol.m-2.s-1

インターフェース

RS-232、9ピンメスDコネクタ

動作環境

IP65、0～60℃の動作温度

寸法・重量

1300(l) x 100(w) x 130(h) mm、1.7 kg

電源

単3形アルカリ乾電池×4本（寿命1年以内）

有効エリア

Sunshineセンサータイプ BF5
出力感度合計&拡散精度
温度範囲
レンジ
分光レスポンス
電源
入力電圧
寸法・重量

1 mV / μmol.m-2.s-1 PAR コサイン補正済み
トータル±12%± 10 μmol.m-2.s-1
拡散±15%
アルカリ乾電池使用時：-20～＋50

スクリーン

日光可読

動作システムWindows モバイル 6.5a)LAIb)PAR平均ｃ）すべての個々のセンサーの読み取り値
IP67、-30℃～60℃、1.2m落下試験済み
充電式バッテリー、12時間連続使用> 100万回以上の読み取り
191 x 80 x 35 mm, 490g

動作環境
電源
メモリー
寸法・重量

SunScan CompleteシステムタイプSS1-COM
SunScanプローブ、SDA2 SunDataソフトウェア、RPDA3、
SunshineセンサータイプBF5、ケーブルタイプBF5-SS1-05
およびEXT/8W-10、三脚、キャリング ケース付
無線リンクタイプSS1-COM-R4を備えたSunScan Completeシステム

上記のBF5-RL4およびSS1-RL4を使用
SunScan標準システムタイプSS1-STD3
SunScanプローブ、SDA2 SunDataソフトウェア、RPDA3

メインコンポーネント
SunScanプローブタイプ SS1
アルカリ電池とユーザーマニュアルを含む無線リンクタイプSS1-RL4 SunScanプローブ
SunScan無線モジュール タイプBF5-RL4
無線リンク送信機、BF5センサー取り付け用
SunDataソフトウェアタイプSDA2頑丈なPDAタイプRPDA3
0 - 2500 μmol.m-2.s-1（全体および拡散）。 充電式バッテリー、通信ケーブル、キャリングケース、Recon X
シリーズPDAPAR（400～700nm)
SunshineセンサータイプBF5
単3形アルカリ乾電池×2本（寿命1年以内）
ユーザーマニュアル同梱(NBには、SS1プローブで使用するケーブル
5～15 V DC
タイプBF5-SS1-05またはデータロガーで使用するタイプSP-BF/w-05が必要です。延長ケーブルについては、以下を参照してください)。
120 x 122 x 95 mm, 635 g

ハンドヘルドPDAタイプ RPDA3

表示オプション

すべてのシステムは、以下に示す主な構成要素に基づいています。

キャリブレーション
SunScanプローブ（SS1）とSunshineセンサー（BF5）は、国家標準にトレーサブルな正確なPAR量子センサーに対して、標準光源でキャリブレーションされています。センサーのスペクトルおよびコサイン応答は、理想的な応答に近似していますが（グラフはご要望に応じて提供）、波長域の両端では落ちます。

BF5マウント用の伸縮三脚タイプSS-TD
キャリング ケース タイプ SCC1
SunScan プローブおよびアクセサリ用

オプション
PDAタイプRPDA3用ハンズフリー操作およびSunScanプローブ
一時保管用PDAおよびSS1タイプSS-HB1用ホルスターベルト
延長ケーブル：BF5-SS1-05およびSP-BF/w-05ケーブルは、EXT/8W-05、EXT/8W-10、EXT/8W-25(5、10、および25メートル）SunScanプローブのデータロガー接続用ロガーケーブルタイプ
SP-BF/w-05(RPDA3 では使用しません)

アップグレード
無線リンク機能へのアップグレード、またはBF3からBF5センサーへのアップグレード、またはデータ収集端末タイプDCT2から堅牢なPDA タイプRPDA3へのアップグレードについては、お問い合わせください。
スペア、再校正、消耗品についてはお問い合わせください。

通常の日照条件下では、この偏差による誤差はほとんどありませんが、人工光下などでは、測定値の絶対値に大きな誤差が生じる可能性があります。 BF5サンシャインセンサー
SS1プローブは密接にマッチしているため、入射光と透過光の比率に基づくキャノピー計算への影響はほとんどありません。

SunScan datasheet version 3