ご使用の前に、この「取扱説明書」
をよくお読みください。

双方向・CATV・VU・BS・CS

デジタルレベルチェッカー

TWO-WAY CATV·VU·BS·CS DIGITAL LEVEL CHECKER
測定周波数 10〜60MHz
70〜3300MHz

LCV4A

映像・音声確認機能付

取扱説明書

3224MHz対応

保証書付

主要項目一覧
アンテナ方向調整

アンテナの方向調整をするときに行います。

項目
地上デジタル放送
BSデジタル放送
110˚CSデジタル放送
スカパー ! プレミアムサービス

単チャンネル測定

説明ページ
p.26
p.30
p.30
p.34

各種放送の信号レベルや、信号品質（MER、C/N、BER、コンスタレーション）の測定、また地上デジタル放送のマルチパス（スペクトラム測定、遅延プロファイル）を確認するときに行います。

項目

信号
レベル

MER

C/N

地上デジタル放送
BSデジタル放送
110˚CSデジタル放送
スカパー ! プレミアムサービス
OFDM
CATV QAM※1
ケーブル スカパー ! プレミアム光
テレビ FM
CATV上りPILOT
LTE（700MHz帯）※2
周波数（10 〜 1002MHz）
周波数（950 〜 3300MHz）

p.46
p.52
p.52
p.57
p.63
p.63
p.69
p.71
p.72
p.73
p.76
p.77
p.77

p.46
−
−
−
p.63
p.63
p.69
−
−
−
−
−
−

−
p.52
p.52
p.57
−
−
−
−
−
−
−
−
−

説明ページ
スペクト
コンスタ
BER レーション ラム測定
p.46
p.52
p.52
p.57
p.63
p.63
p.69
−
−
−
−
−
−

※1 ITU-T J.83 AnnexB、Cの64QAM・256QAMに対応しています。
※2 60 〜 70MHzは測定できません。

p.49
p.56
p.56
p.60
p.65
p.65
p.70
−
−
−
−
−
−

p.50
−
−
−
p.66
−
−
−
−
−
−
−
−

遅延プロ
ファイル 映像確認
p.51
−
−
−
p.67
−
−
−
−
−
−
−
−

p.39
p.39
p.39
p.39
p.39
−
−
−
−
−
−
−
−
1

目次
本器を安全に正しくご使用いただくために、ご使用の前に、
この「取扱説明書」
をよくお読みください。

お使いになる前に

操作方法

安全上のご注意…………………………………

5

使用上のご注意…………………………………

8

ファンクションメニューについて …………… 22
測定帯域メニューについて ………………… 23
メニュー 一覧 ……………………………… 24

各 部 の 名 称と機 能
フロントパネル ………………………………

アンテナ方向調整
9

表示部 ……………………………………… 11

基本操作
乾電池・バッテリーパックの入れ方 …………… 12
カバーの開け方、ACアダプターの使用方法 ………… 13

アンテナ方向調整 ………………………… 25
地上デジタルのアンテナ方向調整 ………… 26
BS・110°CSのアンテナ方向調整 ………… 30！
スカパー プレミアムのアンテナ方向調整 …… 34
映像確認画面 ……………………………… 39
アンテナ方向調整のときのファンクション …… 40

バッテリーパックの充電について …………… 14
電源表示灯・充電表示灯について …………… 15

単チャンネル測定

飛出し防止ベルトの取付方法、入力端子の交換方法 … 16

地上デジタルの単チャンネル測定 ………… 46

SDカードの挿入・取出し …………………… 17
衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法 …… 18

測定値についてBS・110°CSの単チャンネル測定 ………… 52
スカパー！プレミアムの単チャンネル測定 …… 57
チャンネルマップの単チャンネル測定 ………… 61……………………… 20

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定 ……… 63
スカパー！プレミアム光の単チャンネル測定…… 69……………………………… 21

FMの単チャンネル測定 ……………………… 71

MER・BERについて
C/Nについて単チャンネル測定 ………………………… 44

CATV 上りの単チャンネル測定……………… 72
PILOTの単チャンネル測定 ………………… 73

2目次 つづき
操作方法 つづき単チャンネル測定 つづき

ユーザー設定ユーザー設定メニュー ……………………… 158

その他の衛星の単チャンネル測定 …………… 74

データ管理

LTE（７００MHz帯）の単チャンネル測定 ……… 76
単チャンネル測定のときのファンクション …… 78

データ呼出し・消去………………………… 165
フォルダ・データのソート ………………… 168
測定データの全コピー …………………… 169

多チャンネル測定・簡易テスター

Bluetoothでデータ送信 ………………… 170
SDカードのファイルについて …………… 175

周波数の単チャンネル測定 ………………… 77

多チャンネルの測定 …………………………… 93
地上デジタルの多チャンネル測定 …………… 95
BS・110°CSの多チャンネル測定 …………… 98
スカパー！プレミアムの多チャンネル測定 …… 102

SDカードのフォーマット ………………… 176
データ保存の設定 ………………………… 177

測定設定

チャンネルマップの多チャンネル測定 ………… 106

よく使う測定モードの消去 ………………… 179

VHF・CATV・UHFの多チャンネル測定 ……… 110
スカパー！プレミアム光の多チャンネル測定 … 113

チャンネルマップの登録・編集・削除 ……… 186

FMの多チャンネル測定……………………… 116
CATV上りの多チャンネル測定 ……………… 118
PILOTの多チャンネル測定 ………………… 120
その他の衛星の多チャンネル測定 …………… 122
LTE（700MHz帯)の多チャンネル測定 ……… 125
多チャンネル測定のときのファンクション …… 127
簡易テスター ……………………………… 139

データロガー
データロガー ……………………………… 140

データ保存・モードの登録測定データの保存 ………………………… 154

測定チャンネルの登録・編集・削除 ………… 180
2K/4K8K測定モードの選択 …………… 191
局部発振周波数の設定 …………………… 193
コンスタレーション表示の設定 …………… 195
ケーブル損失補正の設定 ………………… 196
更新時間の設定…………………………… 197
ケーブルテレビチャンネル周波数の設定 … 198
判定値の設定……………………………… 199
チャンネルサーチ ………………………… 202
チャンネル周波数の設定 ………………… 204
C/N測定モードの設定 …………………… 205
地デジ放送中継局検索 …………………… 206
地デジ放送中継局情報の更新 …………… 210

よく使う測定モードの登録方法・呼出し方法 … 157
3

目次 つづき
ユーザー設定 つづき

USB接続によるファイル送受信…………… 242

機器設定
電源タイマーの設定……………………… 213

各種音量の設定……………………………… 214
日時の手動設定・表示タイプ設定 …………… 215
映像確認画面の各種表示の設定 …………… 216
映像確認チャンネルの設定 ………………… 217
位置情報取得の設定 ………………………… 218
ネットワークの設定 ………………………… 219
方位センサーの校正 ………………………… 220

視聴設定
視聴制限の設定 …………………………… 221
暗証番号の設定…………………………… 222………………… 223
契約情報の更新…………………………… 224

受信メールの確認・削除

その他
バッテリー状態と使用可能時間の確認 …… 225
ACASチップ情報の確認 ………………… 226
ソフトウェアの更新方法…………………… 227
初期化の方法 …………………………… 231
ライセンスの確認………………………… 232

パソコンから操作
ウェブブラウザーによる操作 ……………… 233

4

パソコンと接続
その他
ACASチップについて …………………… 243
衛星放送サービス参考資料 ……………… 244
故障とお考えになる前に…………………… 245…………………… 247

エラーメッセージ一覧

映像確認でのメッセージ…………………… 250
初期値 一覧 ……………………………… 251
規格表 …………………………………… 256
商標について……………………………… 259
付属品・別売品 …………………………… 260
VHF・CATV・UHFチャンネル表…………… 261
周波数表(BS・CS・LTE)…………………… 262
保証書 …………………………………… 265

お使いになる前に 安全上のご注意
安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について
この「安全上のご注意」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は、次のとおりです。

警告
注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例
記号は、注意（警告を含む）が必要な内容があることを示しています。

記号は、禁止の行為を示しています。

記号は、行為を強制した
り、指示したりする内容を示しています。

警告●キャリングケースに、レベルチェッカー以外の重いものを入れたり、振回したりしないでください。ベルトが切れたり、レベルチェッカーが飛出したりして、けがの原因となります。
●雷が鳴出したら、ただちに測定を中止し、レベルチェッカーやケーブルに触れないでください。

感電の原因となります。
●電池やバッテリーパックは、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。

電池の破裂・液もれにより、火災・けがの原因となります。
●レベルチェッカーの分解や改造をしないでください。けがや故障の原因となります。内部の点検・修理は、販売店にご相談ください。
●ACアダプターは、不安定な場所に置いたり、取付けたりしないでください。

落下して、けがの原因となります。
●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。
●ACアダプターの内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。

火災・感電の原因となります。

5

お使いになる前に 安全上のご注意 つづき警告●ACアダプターは、風通しの悪い場所で使用しないでください。風通しを悪くすると内部に熱がこもり、火災の原因となります。
・ 押入・天井裏など風通しの悪い狭いところに押し込まないでください。
・ テーブルクロスを掛けたり、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
●ACアダプターに水が入ったり、漏れたりしないようにしてください。風呂場で使用したり、ACアダプターの上に薬品や水の入った容器を置いたりしないでください。水や薬品が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
ペットなどの動物が、ACアダプターの上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に入った場合、火災・感電の原因となります。
●万一、ACアダプターの内部に、異物や水が入った場合、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
●ACアダプターのカバーを外したり、改造したりしないでください。また、ACアダプターの内部には触れないでください。火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。
●万一、煙が出ている、変な臭いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

すぐにACアダプターをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
●万一、ACアダプターを落としたり、ケース・カバーを破損したりした場合、ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●雷が鳴出したら、ACアダプターには触れないでください。感電の原因となります。

●ACコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。また、重いものを載せたり、物や扉などで挟んだり、熱器具に近付けたりしないでください。ACコードが破損して、火災・感電の原因となります。ACコードが傷んだ場合（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

6

お使いになる前に 安全上のご注意 つづき注意●レベルチェッカーは、ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや故障の原因となることがあります。
●レベルチェッカーのDC24V端子や電池収容部に、ケーブルの銅線など金属片を入れないでください。

ショートして、電池の破裂・液もれを誘発し、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
●レベルチェッカーの内部に金属片や、燃えやすいものを入れたり、水をかけたりしないでください。

火災・感電や、故障の原因となることがあります。
●レベルチェッカーを長期間使用しない場合、必ず電池を取出してください。電池を入れたまま放置

すると、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
●電池やバッテリーパックの給電コードを傷つけたり、加工したりしないでください。

また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると、機器が破損したり、電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
●電池を入れる場合、極性表示（プラスとマイナス の向き）に注意して、指定表示どおりに入れてください。間違えると、電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池や種類の異なる電池をいっしょに使用しないでください。電池の破裂・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
●別売のバッテリーパックLBP1457に張ってあるビニルカバーは、絶対にはがさないでください。

ショートして、電池の破裂・液もれを誘発し、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
●万一、電池の液もれが起こったら、販売店にご相談ください。また、液が身体についたときは、水でよく洗い流して、すぐ医師にご相談ください。
●濡れた手で、ACアダプターを抜差ししないでください。

感電の原因となることがあります。
●お手入れは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いて行なってください。

感電の原因となることがあります。
●旅行などで長期間、ACアダプターを使用しないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
7

お使いになる前に 安全上のご注意 つづき・使用上のご注意

注意●ACアダプターの電源プラグは、コンセントに根元までしっかりと差込んでください。

すき間があるとゴミがたまり、火災の原因となることがあります。また、ACアダプターは定期的にコンセントから抜いて電源プラグを掃除してください。
●ACアダプターは、本器以外には使用しないでください。

それ以外の機器にACアダプターを使用すると、火災の原因となることがあります。
●ACアダプターは、湿気やほこりの多い場合、調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気などが当たる

ような場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
●温室やサンルームなどの高温で湿度の高い所で使用しないでください。

火災・感電の原因となることがあります。
●ACアダプターをコンセントから抜くときはコードを引っ張らないでください。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
必ずACアダプター本体を持って抜いてください。

使用上のご注意●レベルチェッカーの入力端子にAC30Vを超えた電圧を加えないでください。故障の原因となります。
●使用温度範囲（ 10〜 40℃）
で使用・保管してください。使用温度範囲外では、正常に作動しないことがあります。
●本器を起動中にACアダプター、乾電池ケースやバッテリーパックに付いている給電コードのコネクターを抜かないでください。登録したデータなどが、消去される可能性があります。
●本器を直射日光など強い紫外線のもとに放置しないでください。液晶画面が劣化する原因となります。
●本器を雨などで濡らさないでください。故障の原因となります。
●電子レンジや2.4GHz帯の電波を使用する機器の近くで使用しないでください。Bluetoothの通信が途切れたり、遅くなったりすることがあります。

別売のバッテリーパックLBP1457のリサイクルについて
安全のため、コネクターにビニルテープなどの絶縁テープを貼って、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。
充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先
一般社団法人JBRCホームページ https://www.jbrc.com/

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力を
資源の再利用のため、ご不用になった電池は、リチウム

Li-ion00 イオン電池のリサイクル協力店へお持ちください。
8

各部の名称と機能
フロントパネル
電源

給電●長押しで電源が入/切します。

本器から衛星アンテナまたはブースターに、電源を供給するときに押します。
詳しくは「衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法」(p.18)をご覧ください。

●短押しで電源がスリープ（p.15）します。

スリープから復帰する場合、再度「電源」ボタンを押してください。

映像確認●受信している信号の映像・音声を確認できます。
●押すたびに、映像・音声がON/OFFします。

輝度

入力端子

画面の明るさを3段階で切換えます。

（F型端子）●ア ン テ ナ や 壁 面 端 子

局部発振などからの信号を入力します。
●衛星アンテナ、またはブースターに電源を供給できます。

●測定する衛星アンテナの局部発振周波数を選択します。
●押すたびに11.2GHz（11200MHz）

ユーザー
設定値

11.3GHz 10.678GHz（11300MHz）（10678MHz）

SDカード挿入口の順に切換わります。

データ保存
測定データを保存するときに押します。
詳しくは「測定データの保存」（p.154）をご覧ください。

DC24V端子付属のACアダプターを接続します。

市販のSDカードを挿入
します。
詳しくは
（p.17）
をご覧
ください。

電源表示灯
電源が「入」のときなどに点灯します。
詳しくは「電源表示灯」（p.15) をご覧くだ
さい。

USB端子
●市販のUSBケーブル（Type -C）を接続

●市販のUSB-LAN変換アダプターを接続すると本器をパソコンから操作することができます。
することで、本器のデータをパソコンへ送受信することができます。
（p.242）（p.233）

ご注意
入力端子に接続する測定用ケーブルのF型コネクターは、コンタクトピン付のC15型をお使いください。
コンタクトピン無しのコネクターを使用すると、入力端子が破損して故障の原因となることがあります。

充電表示灯
別売のバッテリーパックLBP1457の充電時などに点灯します。
詳しくは「充電表示灯」（p.15) をご覧ください

9各部の名称と機能つづきファンクションボタン(F1〜F4)

登録

ファンクション1〜４の各項目を選択します。

「よく使う測定モード」に登録します。

詳しくは、各測定画面のファンクションの説明をご覧ください。

詳しくは「よく使う測定モードの登録方法・呼出し方法」（p.157）をご覧ください。

呼出「よく使う測定モード」を呼出します。
詳しくは「よく使う測定モードの登録方法・呼出し方法」（p.157）をご覧ください。

メニュー「メニュー画面」(p.24)を表示します。

ch.
● チャンネルを切換えます。(各種測定時)● 周波数を切換えます。(周波数測定時)● 周波数帯・帯域幅を切換えます。(LTE測定時)● 項目を選択します。(ユーザー設定時)● 押しつづけると、早く切換わります。

決定● 選択した項目を決定します。
● 測定画面を切換えます。

衛星/バンド● 衛星、バンドを切換えます。

ファンクションON/OFF● 項目を選択します。(ユーザー設定時)● 押しつづけると、早く切換わります。

●ファンクションの表示/非表示を切換えます。
● 各測定画面でファンクションを使用して、測定モードを変更したり、変調方式を変更したりすることができます。
詳しくは、各測定画面のファンクションの説明をご覧ください。

戻る● ひとつ前の画面に戻ります。(ユーザー設定時)● 帯域選択画面が表示されます。(各種測定画面)

測定帯域● 測定する帯域を切換えます。
● ファンクションとして表示されます。
● 地上デジタル、BS・110°
CS(右旋/左旋)、スカパー！ プレミアムから選択します。

10●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

各部の名称と機能

つづき

表示部
給電表示

USB接続表示

位置情報取得表示

衛星アンテナ、ブースターへ供給している電源電圧を表示します。
給電して い な いとき は給電OFFと表示されます。

●USB機器を接続すると表示します。

●位置情報を取得すると表示されます。

●LANアダプターを接続すると●取得中は点滅します。

「LAN」と表示します。
●パソコンを接続すると「PC」と表示します。

SDカード表示●SDカードが挿入され測定放送表示ているとき、表示されます。
●SDカードへアクセス
し て い る と き 、点 滅します。

測定中の衛星名やバンド名が表示されます。

測定モード表示Bluetooth接続表示

現在の測定モードが表示されます。

Bluetoothでスマートフォンなどに接続すると表示されます。

ケーブル損失補正表示

ACアダプター表示
ACアダプターを接続すると、 マークが表示されます。

●ケーブル損失補正がONのとき表示されます。
●ケーブル損失補正は、「ケーブル損失補正」(p.196)で設定します。

日時時間表示日付と時間を表示します。
(p.215)

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。
(p.157)

測定結果表示測定結果を表示します。

電池残量●別売のバッテリーパックLBP1457の残量が20％以下に●別売のバッテリーパックLBP1457の残量に応じて緑の表示が少なくなります。
また、残量をパーセントで表示しています。

なった場合、緑から赤になります。
●市販の乾電池の残量に応じてバーの本数が減っていきます。

最大

残量

無し

●本器から衛星アンテナやブースターに電源を供給すると、

最大

残量

無し

●充電中は、残量枠が点滅します。

消費電流が多いため、電池やバッテリーの電圧が下がり、残量表示のバーが急に少なくなります。

11

基本操作

乾電池・バッテリーパックの入れ方① 裏ぶたを取外します。
ご注意
裏ぶたは、落とさないように注意して取外してください。

② 乾電池・バッテリーパックを入れます。
1 乾電池ケースを取出します。
コネクターは、フックを押すと外れます。

給電
コード

押す

フック

1 ストッパーを下に押しながら、手前に引きます。
背面

コネクター
乾電池ケースストッパー

乾電池の場合給電コード

2 乾電池を入れます。
a 乾電池ケースに、市販の単2
裏ぶた

形乾電池
（10本）
を乾電池ケースに表示されている極性どおり、
プラス とマイナス を間違えないように入れます。

コネクター
給電コード

b 乾電池ケースを本器に入れます。
単2形乾電池（10本、市販品）
乾電池ケースc 乾電池ケースと本器の給電

コードのコネクターを接続し、裏ぶたを取付けます。

2 裏ぶたを取外します。

裏ぶた

ご注意
必ずアルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池では容量が少ないため、短時間しか使用できません。
給電コード

バッテリーパックの場合
2 別売のバッテリーパックLBP1457を入れます。
a バッテリーパックを本器に入れます。

コネクター

給電コード

b バッテリーパックと本器の裏ぶた

12給 電コードのコネクターを接続
し、裏ぶたを取付けます。
バッテリーパック
LBP1457
（別売）
裏ぶた

基本操作

カバーの開け方、ACアダプター の使用方法

カバーの開け方
DC24V端子、USB端子、SDカード挿入口のカバーは下のように開けます。
① カバー上部を手前に引きます。

② カバー全体を開けます。

ご注意●カバーを開けるとき、大きな力をかけないでください。
破損の原因となります。
●プラグなどを接続しないときは、カバーを必ず奥まではめておいてください。

ACアダプターの使用方法
本器は、付属のACアダプターを使用して作動させることができます。

ACコンセント

ご注意
使 用 し な い と き は 、A C
アダプターのプラグを本器から取外してください。
ACアダプターを接続すると、
ACアダプターからの給電が優先されますから、乾電池
やバッテリーパックを取外す必要はありません。

AC100V

ACアダプター（付属品）

DC24V端子
カバーを開ける。
プラグ
DC24V端子に接続します。

13

基本操作

バッテリーパックの充電について

バッテリーパックの充電方法
本器に、別売のバッテリーパックLBP1457を接続した状態で、ACアダプターを接続すると、バッテリー
パックの充電を開始します。
① 別売のバッテリーパックLBP1457を本器に入れます。
バッテリーパックの入れ方は「乾電池・バッテリーパックの入れ方」（p.12)をご覧ください。
② 本器にACアダプターのプラグを接続し、ACアダプターをコンセントに接続します。
ACアダプターの使用方法は「ACアダプターの使用方法」（p.13)をご覧ください。
充電時間 （周囲温度20℃での目安）

充電表示灯●充電中は、充電表示灯が赤で点灯します。

充電条件

充電時間

0 〜 70%まで

約２時間

0 〜 100%まで

約6時間

詳しくは、「充電表示灯」(p.15)をご覧ください。

●充電中は、バッテリーパックの温度が上昇します。 温度が高くなると、充電を停止し、低くなると再開します。

ご注意●長期間使用しない場合、デジタルレベルチェッカー LCV4Aから取出してください。
●長期間使用しない場合、デジタルレベルチェッカー LCV4Aで、6か月に1回、充電を行なってください。

長期間放置すると、自己放電による性能劣化や液漏れの原因となることがあります。
●充電回数が500回を超えると、バッテリーパックの寿命となります。

バッテリーパックを長持ちさせる使い方
バッテリーパックを長持ちさせるために、次のバッテリーパックが劣化する条件をなるべく避けてご使用ください。
高温な場所での使用や保管を避ける●直射日光に当たる場所や真夏の車中などで使用したり保管したりすると、バッテリーパックが高温になり劣化が進みます。
保管するときはバッテリーパックの残量が空の状態を避ける●バッテリーパックを完全に放電してしまうと、過放電の状態になります。過放電の状態はバッテリーパックの劣化の原因になりますから、長期間使用しない場合は、バッテリーパックの残量を５０%程残して保管してください。また、6か月に1回はバッテリーパックの残量を確認し、必要に応じて充電するようにしてください。
14

基本操作

電源表示灯・充電表示灯について

本器の２つの表示灯により、本器の状態や、別売のバッテリーパックLBP1457の充電状態を知ることができます。

電源表示灯

充電表示灯

電源表示灯
本器の状態を知ることができます。
表示灯
緑
緑（点滅）
橙
赤
消灯

スリープとは

作動状態
電源「入」
スリープ
契約情報更新中※１
電源「切」（ACアダプターで作動時）
電源「切」（バッテリーパック・乾電池で作動時）スリープとは、本器を一時停止させ、節電状態で待機する機能です。
このため、バッテリーの減りが少なくなります。
また、電源入/切より早く本器を起動することができます。

※1 ACアダプター接続時、有料放送の契約更新情報などを更新している場合です。

充電表示灯
別売のバッテリーパックの充電状態を知ることができます。
表示灯

作動状態

緑

充電完了

赤
消灯

充電中
充電非作動※2※2 バッテリーパックやACアダプターが接続されていない場合や、充電できる温度範囲以外の場合など、バッテリーパックに充電できない場合です。
バッテリーの充電温度範囲は、0 〜 35℃です。

15

基本操作

飛出し防止ベルトの取付方法、入力端子の交換方法

飛出し防止ベルトの取付方法
付属のキャリングケースから本器が飛出さないようにするために、飛出し防止ベルトを必ず取付けてください。

本器両側に、飛出し防止ベルトを取付けてください。

飛出し防止ベルト

ショルダー
ベルト

キャリングケース（付属品）

飛出し防止フック

入力端子の交換方法
入力端子が破損した場合、別売の中継コネクター C15FAと交換することができます。

①端子を取外す。
11mmのスパナを使用して、破損した中継コネク
ターC15FAを 左 に回して取外します。

入力端子②端子を取付ける。

締付ける
中継コネクター
C15FA（別売）

別売の中継コネクターC15FAを取付け、11mmのスパナまたはトルクレンチを使用して、 右 に回して指定のトルクで締付けます。
［締付トルク 2N･m
（21kgf･cm）］
ご注意

C15FA以外を使用しないでください。
正しい測定結果が得られないことがあります。
●指定のトルクを超えるトルクで締付けないでください。
破損して、故障の原因となります。
●別売の中継コネクター

取外す

注意
入力端子を交換するとき、金属片が入らないようにしてください。
ショートして、火災・感電の原因となることがあります。
16

基本操作

SDカードの挿入・取出し●市販のSDカードを、SDカード挿入口に挿入すると、測定データなどを保存することができます。
●挿入中は、表示部に「SDカード表示」が表示されます。
●SDカードアクセス中は、「SDカード表示」
が点滅します。

点滅中は、SDカードを絶対に取出さないでください。
ご注意●SDカードのメーカーや種類によっては使用できないものがあります。

対応しているSDカードについては、下記当社ホームページをご覧ください。
https://www.maspro.co.jp/support/checker/sd/lcv4a.html●SDカードは、SDHCカードのご使用を推奨します。
●SDカード表示が点滅しているときにSDカードを取出すと、SDカードのファ
イルシステムが壊れることがあります。パソコンに挿入したとき、「このドライブ
で問題が見つかりました、今すぐドライブをスキャンして修復してください。」と表示されたら、スキャンして修復を実施してください。

SDカード挿入口

SDカード
表示

カバーを開ける

SDカードの挿入

SDカードの取出し①カバーの左側を手前に引きます。

①SDカード挿入口にSDカード※を①「カチッ」と音がするまで押し込みます。

挿入します。

表示面を上にする※データ書き込み禁止になっていないことを確認してください。
カバー②カバーを開けます。

指を離すとカードが手前に出てきます。

②「カチッ」と音がするまでしっかり押し込みます。

②SDカードを取出します。

③カバーをはめ込みます。

③カバーをはめ込みます。

ご注意
SDカードは、まっすぐに差込んでください。傾けて差込むとコネクターを破損することがあります。
●データのコピー、フォーマットなどの操作方法は「測定データの全コピー」（p.169）と「SDカードのフォーマット」（p.176）をご覧ください。

17

基本操作

衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法

本器から衛星アンテナまたはブースターへ電源を供給する
本器から衛星アンテナ（DC11V 最大300mA DC15V 最大400mA）
またはブースター（DC15V 最大400mA）
へ電源を供給します。
本器の
●

を押す
（入力端子から衛星アンテナやブースターに電源を供給します）
押すたびに電源供給のON/OFF、電源電圧が切換わります。
（下表を参照）
衛星・バンド

供給電圧

VHF・UHF・CATV・CATV2・スカパー！ プレミアム光・PILOT・
CATV 上り・FM・LTE（700MHz帯）
・周波数（10 〜 1002MHz）・
BS・110°
CS

OFF

15V
OFF

スカパー！プレミアム・その他の衛星

固定15V

オート
OFF

周波数（950 〜 3300MHz）

給電15V

給電11V

●オートのときは、偏波面より、11Vまたは15Vを自動で切換えます。

例）
OFFのときオートのとき電池残量が少ない場合
固定15Vのとき給電を行うと、本器の電源電圧が作動電源電圧以下となり、メモリー内容保護のため電源が切れることがあります。

電源供給開始時に大きな電流（突入電流）が流れるブースターを使用した場合
過電流と判断して、「エラー 01：過電流」と表示されることがあります。その場合、ブースターの電源部から電源を供給してください。［「ブースターの電源部を使用する」（p.19）
をご覧ください］
18●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

基本操作

衛星アンテナ・ブースターへの電源供給方法 つづき

衛星アンテナやブースターへ電源を供給する （本器の電源供給ON）
本器から、衛星アンテナやブースターの増幅部に電源を供給する場合
例）① 衛星アンテナの出力端子や、ブースターの増幅部の出力端子と、本器の入力端子を接続します。
② 本器のBS・110°CSアンテナ
DC15Vを押します。
入力端子

ブースターの電源部を使用する （本器の電源供給OFF）
ブースターの電源部からブースターの増幅部に電源を供給する場合
ブースター増幅部の出力測定端子、またはブースター電源部の出力端子と、本器の入力端子を接続します。

例）

UHFアンテナ

ブースター
（増幅部）

ブースター
（電源部）

出力測定端子BS・110°CS
アンテナ

DC15V

AC100V
出力端子

DC15V

入力端子

ご注意
本器からの電源供給は、必ずOFFにしてください。ブースター増幅部、電源部の故障の原因となります。
19

測定値について

MER・BERについて

MERの値について●数値が大きいほど受信良好な状態です。
●地上デジタル放送では、MERが約20dB以下になると安定した受信ができません。

MERの値が「25dB以上」であることが、受信良好な状態の目安となります。
MERの値の目安
受信状態

悪い

MER

受信不安定

受信良好

受信可能

良い
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27dB

● 現行の地上デジタル放送（OFDM）において、12セグメント、64QAM変調、符号化率3/4の場合。
● 上記の数値は目安であり、電波状況により変わります。

BERの値について●2.00E-4（2.00×10-4）以下であれば受信可能な状態ですが、BERに余裕がないと、電波状況のわずかな 変化でも画像にブロックノイズ（モザイク状のノイズ）が出たり、画像が映らなくなったりします。
BERの値が「0.00」であることが、受信良好な状態の目安となります。
●エラーがないときは「0.00」と表示されます。
●「アンテナ方向調整」（p.26〜38）はデータの更新速度優先、「単チャンネル測定」（p.46〜77）はデータの精度優先のため、「単チャンネル測定」
でのBERの値の更新速度は、「アンテナ方向調整」
より遅くなります。
BERの値の目安
受信状態
BER

受信不安定

悪い

E-2
悪い

E-3

受信可能

2.00E-4 E-5
良い

9.99…3.00…2.00…1.00● 上記の数値は目安であり、電波状況により変わります。

20

良い

E-6……0.00（最良値）

測定値についてC/Nについて

C/Nの値について
搬送波と雑音の比のことで、数値が大きいほど受信良好な状態です。
C/Nの目安
BS放送
(2K)
受信状態

悪い

受信不安定

C/N
５ 6 7 8
110°
ＣＳ放送
受信
(2K)
不安定
受信状態 悪いC/N

５ 6 7 8

BS放送
(4K・8K)
受信状態 悪いC/N
５ 6 7 8
110°
ＣＳ放送
受信
(4K・8K)
不安定
受信状態 悪いC/N

５ 6 7 8

受信可能

9 10

11

12

13

14

受信良好

15

16

受信可能

9 10

11

12

13

14

15

12

13

14

15

受信可能

9 10

16

17

受信可能

11

11

18

19

受信良好

受信不安定

9 10

17

16

18

19

18

19

受信良好

12

13

14

15

16

17

20dB

良い

受信良好

17

良い

20dB

良い
20dB

良い
18

19

20dB

●晴天時において、C/N値が受信良好下限値に2ｄB加算した値以上であれば、降雨によりC/Nが低下

しても安定して受信できます。

21

操作方法

ファンクションメニューについて

ファンクションメニュー
各種測定画面でを押すと、ファンクションメニューが表示されます。
表示されているファンクションメニューは、一定時間経過すると非表示になります。
本器の〜を押すと、各種ファンクションを実行することができます。

ファンクションを実行すると、測定モードの変更や登録チャンネルの変更、マーカーの移動などを行うことができます。
ファンクション遷移例(地上デジタル・単チャンネル測定のとき）

コンスタレーション画面

レベル・MER・BER画面

スペクトラム画面

レベル・MER・BER画面

22

遅延プロファイル画面
ファンクションの詳しい説明は、各種測定画面のファンクション説明をご覧ください。

操作方法

測定帯域メニューについて

測定帯域切換え本器のボタンを押すと、「測定帯域」ファンクションが表示されます。

表示されているファンクションメニューは、一定時間経過すると非表示になります。
各測定画面で、本器の〜を押すと、測定帯域を切換えることができます。

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー ! プレミアム●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

23

操作方法

メニュー 一覧

メニュー画面の表示
① 本器の

を押すと
「メニュー」
画面を表示します。

で、希望の項目を選び、②を押します。

③ 各項目の詳しい測定方法は下記の各ページをご覧ください。
アンテナ方向調整メニュー（ｐ.25）
1. 地上デジタル

p.26

メニュー

2. BS・110°
CS(右旋/左旋）

p.30

1. アンテナ方向調整

3. スカパー！プレミアム

p.34

アンテナの方向調整をするときに選択します。
単チャンネル測定メニュー（ｐ.44）

2. 単チャンネル測定

測定している放送の信号レベル、信号品質、映像・音声を確認するときに選択します。
3. 多チャンネル測定

各衛星・バンドで伝送しているチャンネルすべての 信 号 レ ベ ル を、棒 グ ラ フ ま た は リ ス ト で一 度に確認するときに選択します。
4. 簡易テスター

p.139

入力端子に入力された電源電圧を測定するときに選択します。
5. データロガー

p.140

希望する測定項目を自動測定し、SDカードに保存するときに選択します。
6. ユーザー設定

p.158

データの呼出し、消去、各種設定を変更する
ときに選択します。

24●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

1. 地上デジタル

p.46

2. BS・110°
CS(右旋/左旋）

p.52

3. スカパー！プレミアム

p.57

4. チャンネルマップ

p.61

5. ケーブルテレビ

p.63

6. その他の測定

p.74

多チャンネル測定メニュー（ｐ.93）
1. 地上デジタル

p.95

2. BS・110°
CS(右旋/左旋）

p.98

3. スカパー！プレミアム

p.102

4. チャンネルマップ

p.106

5. ケーブルテレビ

p.110

6. その他の測定

p.122

操作方法

アンテナ方向調整

アンテナの方向を調整するときに使用します。
方向調整できるアンテナ（放送）●UHFアンテナ（地上デジタル放送）●BS・110˚CSアンテナ（BSデジタル放送・110˚CSデジタル放送）●CSアンテナ（スカパー！プレミアムサービス）① アンテナ方向調整の選択
本器のを押します。

で「1. アンテナ方向調整」を選び、を押します。

② アンテナ方向調整メニューの表示
で放送を選び、を押します。
（「アンテナ方向調整」画面が表示されます）「1. 地上デジタル」→ｐ.26へ
「2. BS・110˚CS（右旋/左旋)」 →ｐ.30へ「3. スカパー! プレミアム」→ｐ.34へご注意「アンテナ方向調整」の場合は、更新速度を優先しています。そのため、精度を優先している「単チャンネル測定」にくらべて表示値は安定しません。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

25

操作方法

地上デジタルのアンテナ方向調整

UHFアンテナ（地上デジタル放送）の方向調整をします。
レベル・MER・BERの値と、受信確認マーク、OK・NGマークが表示されます。
調整方法① アンテナ方向調整メニュー (p.25)で「１．地上デジタル」を選び②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。

③ MERの値が22.0dB以上、かつBERの値が1.00E-5以下の場合、受信確認マークを表示します。

●中継局の方向を画面上に表示しアンテナを調整することもできます。

詳しくはp.28をご覧ください。
④ レベルとMERの値が最大になるようにアンテナの方向を調整します。
●MERの値の目安は25dB以上です。
●BERの値が2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（最良値は0.00です）●⑤

を押すと、測定データを保存します。
（p.154）（p.39）を押し、映像・音声を確認します。

●再度、押すと「レベル・MER・BER」画面に切換わります。
●レベル・MER・BERが判定値を超えると、OK・NGマークが表示されます。
●判定値は、任意の値を設定することができます。

「判定値の設定」(p.199)を参照してください。

受信確認マーク
MERが22.0dB以上かつ、BERが1.00E−5以下の場合、表示されます。

レベル・MER・BER画面

26

：バンド名
（UHFまたはチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない
場合、切換わりません。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

操作方法

地上デジタルのアンテナ方向調整 つづき

レベル・MER・BER画面
チャンネル表示

周波数表示

測定するチャンネルを表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

バンド表示
給電表示

測定するバンド名またはチャンネル登録名を表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

放送局表示
測定する放送局名を表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

レベル表示
レベルを表示します。

受信確認マーク表示
地上デジタル放送の電波を一定以上の品質で受信すると表示します。

MER表示● 変調誤差比（デジタル変調信号の変調誤差）を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）
状態です。
●「MERの値について」（p.20）
をご覧
ください。

BER表示

OK・NG表示●ビット誤り率を表示します。

●レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.2O）をご覧ください。

は「OK」マークで、それ以外は「NG」マーク
で表示します。
● MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した
場合は「NG」マークで表示します。
● OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・

MER・BERの上部に、判定値を表示します。

ご注意
アンテナ方向調整後、受信確認マークが表示されても、テレビ端子までの配線によっては、テレビが映らないことがあります。テレビ画面でもご確認ください。

27

操作方法

地上デジタルのアンテナ方向調整 つづき中継局の方向を表示します。
画面に表示される中継局の方向を参考に、UHFアンテナ（地上デジタル放送）の方向調整ができます。
●位置情報が取得されていない場合、中継局の方向表示は行えません。

位置情報は、屋内や、ビル影などの周囲環境によっては取得できないことがあります。
また、位置情報の取得（p.218）が「無効」になっていると取得しません。この場合「有効」に設定してください。
●中継局の方向表示を行うには、中継局を検索し、測定チャンネルに登録してください。
検索・登録の方法は「地デジ放送中継局検索」(p.206)をご覧ください。
●中継局の方向表示は、目安です。
周囲環境により受信環境は変化しますから、UHFアンテナの方向を微調整しながら良好に受信できる方向に向けてください。

ご注意
中継局の登録チャンネルを変更した場合や、個別で作成された登録チャンネルには対応していません。

アンテナの方向調整方法① バンドを登録している中継局名にします。

② レベル・MER・BER画面で： 中継局を切換えます。
●中継局を複数登録していない場合、切換わりません。

を押します。

③「中継局方向表示」
横のファンクションボタンを押します。

：チャンネルを切換えます。

④ 中継局方向表示画面が表示されます。
⑤ 赤いシンボルが示している方向にUHFアンテナを向けてください。
⑥ 受信確認マークが表示されたらを押し、ファンクションから： ブースターへの電源供給（p.18）を
ON/OFFします。

「レベル・MER・BER」横のファンクションボタンを押し、レベル・MER・BER画面に切換えて各測定値を確認してください。
●中継局方向表示画面は、 保存できません。
●方位が安定していない場合、p.220を参照して、

方位センサーを校正してください。
赤いシンボル
赤いシンボルの方向に
UHFアンテ ナ を 向 け てください。

中継局マーク中継局の方向にUHFアン
テナの導波器を向けます。

28

中継局方向表示画面

操作方法

地上デジタルのアンテナ方向調整 つづき中継局から送信されている、すべてのチャンネルの信号レベルを棒グラフで表示します。
全体のレベルのばらつきを見ながら、UHFアンテナの方向調整ができます。
●中継局の方向表示を行うには、中継局を検索し、測定チャンネルに登録してください。

検索・登録の方法は「地デジ放送中継局検索」(p.206)をご覧ください。

レベルグラフ画面の表示① バンドを登録している中継局名にします。

② レベル・MER・BER画面でを押します。

ご注意
中継局の登録チャンネルを変更した場合や、個別で作成された登録チャンネルには対応していません。

③「レベルグラフ表示」
横のファンクションボタンを押します。

レベルグラフ画面

給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示
測定する中継局を表示し
ます。

マーカー
選択しているチャンネルを示すマーカーです。

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

チャンネル表示
選択しているチャンネルを表示します。

放送事業者名表示

レベルグラフ表示●レベルを示すグラフです。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。

ご注意
放送事業者名は、レベル・MER・BER画面の放送局表示とは異なった表示をすることがあります。

： 中継局を切換えます。
●中継局を複数登録していない場合、切換わりません。

本器で保持している中継局リストの放送事業者名を表示します。

：測定データを保存します。(p.154)：測定するチャンネルを切換えます。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
29

操作方法

BS・110°CSのアンテナ方向調整

BS・110°CSアンテナ(BSデジタル放送・110°CSデジタル放送)の方向調整をします。
レベル・C/N・BERの値と、受信確認マーク、OK・NGマークが表示されます。
調整方法① アンテナ方向調整メニュー (p.25)で「2.BS・110°
CS(右旋/左旋)」を選びを押します。

②

で測定する衛星（衛星名またはチャンネル登録名）
・偏波に切換えます。

③

で測定するチャンネルに切換えます。

④

を押します。
［衛星アンテナへ電源供給（p.18）
されます］ 電源供給してください。ショートした場合、ご注意
ケーブルを接続してからアンテナに過電流保護回路が作動して測定できなくなります。
[表示部にエラーメッセージ「エラー 01」（p.247）が表示されます]●電源供給しているときは「給電15V」と表示されます。
●衛星の方向を画面上に表示し、アンテナを調整することもできます。詳しくはp.33をご覧ください。
⑤ 信号を受信すると、受信確認マークを表示します。

⑥ C/Nの値が最大になるようにアンテナの方向を調整します。
●C/Nの目安は、「C/Nについて」(p.21)をご覧ください。
●BERの値が2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（最良値は0.00です）●⑦

を押すと、測定データを保存します。
（p.154）を押し、映像・音声を確認します。(p.39)（有料放送は契約済の場合表示されます）●再度、押すと「レベル・C/N・BER」画面に切換わります。

受信確認マーク
信号を受信すると表示されます。

30

レベル・C/N・BER画面

操作方法

BS・110°CSのアンテナ方向調整 つづき

レベル・C/N・BER画面
チャンネル表示

周波数表示

測定するチャンネルを表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

偏波表示
測定するチャンネルの偏波面を表示します。
右旋：右旋円偏波
左旋：左旋円偏波

給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

衛星表示

よく使う測定モード表示

測定する衛星名またはチャンネル登録名を表示します。

登録番号が表示されます。

画質表示
放送局表示
測定する放送局名を表示します。

測定モード表示●測定モードが２Kの場合、2Kと表示します。
●測定モードが4K８Kの場合、4K8Kと表示します。
●測定モードの設定は、「2K/4K8K測定モードの選択」(p.191)をご覧ください。

測定しているチャンネルの画質を、SD・2K・
４K・8Kで表示します。

種別表示
測定しているチャンネルが無料・未契約・契約済かを表示します。

31

操作方法

BS・110°CSのアンテナ方向調整 つづき
受信確認マーク
表示
電波を受信すると、
が表示され
ます。

レベル表示
レベルを表示します。

C/N表示● 搬送波と雑音の比を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）
状態です。
●「C/Nの値について」（p.21）
をご覧

ください。

BER表示

OK・NG表示●ビット誤り率を表示します。

●レベルは、判定値の下限値から●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.2O）をご覧ください。

上限値の範囲は「OK」マークで、それ以外は「NG」マークで表示します。
●C/N・BERは、判定値より良い値
で 受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した場合は「NG」
マークで表示します。
● OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
●判 定 値 が 変 更 さ れ て い る 場 合 は 、

レベル・C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

ご注意
アンテナ方向調整後、受信確認マークが表示されても、テレビ端子までの配線によっては、テレビが映らないことがあります。テレビ画面でもご確認ください。

32

操作方法

BS・110°CSのアンテナ方向調整 つづき

BS・110°
CS放送が放送されている衛星の方向を表示します。
画面に表示される衛星の方向を参考に、BS・110°
CSアンテナの方向調整ができます。
●位置情報が取得されていない場合、衛星の方向表示は行えません。

位置情報は、屋内や、ビル影などの周囲環境によっては取得できないことがあります。
また、位置情報の取得（p.218）が「無効」になっていると取得しません。この場合「有効」に設定してください。
●衛星の方向表示は、目安です。
周囲環境により受信環境は変化しますから、BS・110°
CSアンテナの方向を微調整しながら良好に受信できる方向に向けてください。

アンテナの方向調整方法① レベル・C/N・BER画面でを押します。

②「衛星方向表示」
横のファンクションボタンを押します。

： 衛星（衛星またはチャンネル登録名）
・
偏波を切換えます。

③「衛星方向表示画面」が表示されます。

：チャンネルを切換えます。

CSアンテナを向けて④ 赤いシンボルが示している方向にBS・110°ください。

： 衛星アンテナへの電源供給（p.18）
をON/OFFします。

⑤ 受信確認マークが表示されたら、を押し、ファンクションから「レベル・C/N・BER」横のファンクションボタンを押し、レベル・C/N・BER画面に切換えて各測定値を確認してください。
●衛星方向表示画面は、保存できません。
●方位が安定していない場合、p.220を参照して、方位センサーを校正してください。

衛星マーク

赤いシンボル
赤いシ ン ボ ル の 方 向 にBS・110°CSアンテナを向けてください。
衛星の方向にBS・110°CS
アンテナを向けます。

衛星方向表示画面33

スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整

操作方法

CSアンテナ（スカパー！ プレミアムサービス)の方向調整をします。
レベル・C/N・BERの値と、受信確認マーク、OK・NGマークが表示されます。
調整方法① アンテナ方向調整メニュー (p.25)で「3.スカパー！ プレミアム」を選び②を押します。

で局部発振周波数をアンテナの局部発振周波数に合わせます。
●局部発振周波数については、「各部の名称と機能」(p.9)をご覧ください。

③

で測定するチャンネルに切換えます。
●JCSAT-3A、JCSAT-4Bのチャンネルが同時に切換わります。

④

ご注意を押します。
［衛星アンテナへ電源供給（p.18）
されます］● 電源供給しているときは「オート」、「固定15V」のどちらかが表示されます。
を押すたびに

●

OFF

オート

固定15V

の順に切換わります。

●オートのときは、偏波面により、11Vまたは15Vを自動で切換えます。
●通常は「オート」を選びます。

ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。
ショートした場合、過電流保護
回路が作動して測定できなくなります。[ 表示部にエラー
メ ッ セ ー ジ「 エ ラ ー 0 1 」（p.247）が表示されます ]●衛星の方向を画面上に表示しアンテナを調整することもできます。

詳しくはp.38をご覧ください。
ご注意●JCSAT-3A、JCSAT-4B以外の衛星を受信しても受信確認マークが表示されることがあります。

他のチャンネルに切換えても受信確認マークが出ることを必ず確認してください。
●アンテナ方向調整が可能なチャンネルはJ1〜J16です。
その他のチャンネルは、単チャンネル測定を使用してください。

受信確認マーク
85

信号を受信すると表示されます。

34

レベル・C/N・BER画面●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

操作方法

スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整 つづき

調整方法 つづき⑤ 信号を受信すると、受信確認マークを表示します。

⑥ C/Nの値が最大になるようにアンテナの方向を調整します。
（JCSAT-3A、JCSAT-4Bの値ができるだけそろうようにします）●C/Nの値の目安は13dB以上です。
●BERの値が2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（最良値は0.00です）●⑦

を押すと、測定データを保存します。
（p.154）を押し、映像・音声を確認します。(p.39)[登録されているチャンネルで確認できます]●映像を確認するチャンネルは、ユーザー設定、「映像確認チャンネルの設定」(p.217)で設定できます。
●映像を確認するチャンネルは、JCSAT-3A、JCSAT-4Bそれぞれ1チャンネル登録できます。
●再度、押すと「レベル・C/N・BER」画面に切換わります。

スカパー ! プレミアムサービスの1衛星受信用CSアンテナの方向調整●スカパー ! プレミアムサービスのアンテナ方向調整機能を利用して、1衛星受信用CSアンテナの方向調整をするときは、最初にアンテナを西に向けてから、南方向へゆっくりと向きを変えていきます。
最初にマークが表示されて、C/N、BERが高くなった方向がJCSAT-4Bです。その方向から南へ4˚回して再びC/Nが高くなるときの方向がJCSAT-3Aです。
● アンテナの方向調整後、映像確認画面で映像・音声を確認してください。
JCSAT-3A（スカパー ! プレミアムサービス） JCSAT-4B（スカパー ! プレミアムサービス）

南

東経128˚

東経124˚

東経110˚

N-SAT-110
BSAT-3（スカパー ! ）(BS)
BSAT-4JCSAT-110（BS、4K8K放送） (スカパー ! 、4K放送)

西から南へ向きを変える

西●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

35

操作方法

スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整 つづき

レベル・C/N・BER画面
周波数表示

局部発振周波数表示

測定するチャンネルの周波数を表示します。

測定するアンテナの局部発振周波数を表示
します。

偏波表示
測定するチャンネルの偏波面を表示します。
垂直：垂直直線偏波
水平：水平直線偏波

給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

衛星表示
測定する衛星名を表示し
ます。

放送局表示

画質表示
測定しているチャンネルの画質を、SD・HD・4Kで表示します。

測定する放送局名を表示
します。

種別表示
測定しているチャンネルが無料・未契約・契約済かを表示します。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

36

操作方法

スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整 つづき
受信確認マーク
表示
電波を受信すると、が表示されます。

レベル表示
レベルを表示します。

C/N表示● 搬送波と雑音の比を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）

状態です。
● C/Nの値の目安は13dB以上です。

BER表示

OK・NG表示●ビット誤り率を表示します。

●レベルは、判定値の下限値から●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.2O）をご覧ください。

上限値の範囲は「OK」マークで、それ以外は「NG」マークで表示します。
●C/N・BERは、判定値より良い値
で 受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した場合は「NG」
マークで表示します。
● OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
●判 定 値 が 変 更 さ れ て い る 場 合 は 、

レベル・C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

ご注意
アンテナ方向調整後、受信確認マークが表示されても、テレビ端子までの配線によっては、テレビが映らないことがあります。テレビ画面でもご確認ください。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

37

操作方法

スカパー！プレミアムのアンテナ方向調整 つづき

スカパー！ プレミアムサービスが放送されている衛星の方向を表示します。
画面に表示される衛星の方向を参考に、CSアンテナの方向調整ができます。
●位置情報が取得されていない場合、衛星の方向表示は行えません。

位置情報は、屋内や、ビル影などの周囲環境によっては取得できないことがあります。
また、位置情報の取得（p.218）が「無効」になっていると取得しません。この場合「有効」に設定してください。
●衛星の方向表示は、目安です。
周囲環境により受信環境は変化しますから、CSアンテナの方向を微調整しながら良好に受信できる方向に向けてください。

アンテナの方向調整方法① レベル・C/N・BER画面でを押します。

：チャンネルを切換えます。

②「衛星方向表示」横のファンクションボタンを押します。

： 衛星アンテナへの電源供給（p.18）
をON/OFFします。

③「衛星方向表示画面」が表示されます。
④ 赤いシンボルが示している方向にCSアンテナを向けてください。
⑤ 受信確認マークが表示されたら、を押し、ファンクションから「レベル・C/N・BER」
横のファンクション

ボタンを押し、レベル・C/N・BER画面に切換えて各測定値を確認してください。
●衛星方向表示画面は、保存できません。
●方位が安定していない場合、p.220を参照して、方位センサーを校正してください。

衛星マーク

赤いシンボル
赤いシ ン ボ ル の 方 向 に
C S ア ン テ ナを向けてく
ださい。

衛星の方向にCSアンテナを向けます。

衛星方向表示画面38●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

操作方法

映像確認画面測定しているチャンネルの映像・音声を確認できます。
●映像確認画面は、保存することはできません。

映像確認画面の表示
本器のを押します。

測定帯域表示
測定している測定帯域を表示します。

チャンネル表示
測定しているチャンネル
番号を表示します。

：映像確認するチャンネルを切換えます。

放送局表示
測定している放送局名を表示します。

映像確認画面ファンクション
映像確認画面のファンクションを説明します。
本器のを押します。

音声ボリューム大

音量を大きくします。

音声ボリューム小

音量を小さくします。

放送局切換え※同じ周波数で放送されている別の放送局に切換えます。

ファンクションメニュー
CS(右旋/左旋)、スカパー！ プレミアムのときに表示されます。
※ BS・110°●音量は5段階に切換えることができます。また、OFFにすることもできます。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

39

操作方法

アンテナ方向調整のときのファンクション

レベル・MER・BER画面のファンクション遷移
レベル・MER・BER画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタル放送の例

登録チャンネルファンクション(p.42)

地デジ放送中継局検索画面(p.206)

レベルグラフ画面(p.29)※

中継局方向表示画面(p.28)※※測定チャンネルに登録された中継局を表示しているときに表示されます。
40

操作方法

アンテナ方向調整のときのファンクション つづき

レベル・MER・C/N・BER画面ファンクション
レベル・MER・C/N・BER画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定モードの変更や、登録チャンネルの呼出しなどを行うことができます。
本器のを押します。

ファンクションメニュー 一覧
地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー ! プレミアム

登録チャンネル呼出し

登録チャンネル呼出し

放送局切換え（JCSAT-3A）

ファンクション

中継局検索

放送局切換え放送局切換え（JCSAT-4B）

項目

中継局方向表示※

衛星方向表示

衛星方向表示測定帯域

レベルグラフ表示※
ファンクション項目説明
登録チャンネル呼出し

登録チャンネルファンクションを表示します。（p.42）

中継局検索

地上デジタル放送の中継局を検索します。（p.206）

中継局方向表示※

レベルグラフ表示

中継局方向表示画面を表示します。（p.28）※

レベルグラフ画面を表示します。(p.29)

放送局切換え同じ周波数で放送されている別の放送局名に切換えます。

衛星方向表示

衛星方向表示画面を表示します。（p.33・38）※測定チャンネルに登録された中継局を表示しているときに表示されます。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

41

操作方法

アンテナ方向調整のときのファンクション つづき

登録チャンネルファンクション
レベル・MER・C/N・BER画面で「登録チャンネル呼出し」横のファンクションボタンを押したときのファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定チャンネルに登録したチャンネル登録名を呼出します。
登録チャンネルファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)UHF全チャンネル

BS・110°CS(右旋/左旋)
全チャンネル

登録チャンネル１〜 8

登録チャンネル１〜３

ファンクション
項目

ページ切換えファンクション項目説明

42

UHF全チャンネル

UHFの全チャンネルを測定します。

登録チャンネル1 〜 8

地上デジタルに登録したチャンネル登録名１〜 8の中から測定します。

ページ切換え登録チャンネルファンクションのページを切換えます。

BS・110°CS(右旋/左旋)
全チャンネルBS・110°CS(右旋/左旋)の全チャンネルを測定します。

登録チャンネル1 〜 3

BS・110°CS(右旋/左旋)に登録したチャンネル登録名１〜 3の中から測定します。

操作方法

アンテナ方向調整のときのファンクション つづき中継局・衛星方向表示画面ファンクション
中継局・衛星方向表示画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、レベル・MER・BER画面や、レベルグラフ画面を表示することができます。
本器のを押します。

中継局・衛星方向表示画面ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー ! プレミアム

ファンクション

レベル・MER・BER

レベル・C/N・BER

レベル・C/N・BER

項目

レベルグラフ表示

ファンクション項目説明
レベル・MER・BER

レベル・MER・BER画面を表示します。(p.26)

レベルグラフ表示

レベルグラフ画面を表示します。(p.29)

レベル・C/N・BER

レベル・C/N・BER画面を表示します。(p.30・34)

レベルグラフ画面ファンクション
レベルグラフ画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、レベル・MER・BER画面、中継局方向表示画面を表示することができます。
本器のを押します。

レベルグラフ画面ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルファンクション

中継局方向表示項目

レベル・MER・BER

ファンクション項目説明
中継局方向表示

中継局方向表示画面を表示します。(p.28)

レベル・MER・BER

レベル・MER・BER画面を表示します。(p.26)●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

43

操作方法

単チャンネル測定

測定している放送の信号レベル、信号品質、映像・音声を確認できます。
測定できる放送（信号）地上デジタル放送、BSデジタル放送(右旋/左旋)、110˚CSデジタル放送(右旋/左旋)、スカパー！ プレミアム
サービス、VHF、CATV、CATV2、UHF、スカパー！ プレミアム光、FM、CATV上り、PILOT、その他の衛星、LTE(700MHz帯)、周波数(10 〜 1002MHz)、周波数(950 〜 3300MHz)、チャンネルマップ ※※ チャンネルマップとは、測定できるすべての放送・衛星・バンドからユーザーが測定したいチャンネルを登録する機能です。
登録方法は、「チャンネルマップの登録・編集・削除」（p.186）
をご覧ください。

① 単チャンネル測定の選択

本器のを押します。

で「2. 単チャンネル測定」を選び、を押します。

② 単チャンネル測定メニューの表示で測定する放送（信号）を選び、を押します。
（「単チャンネル測定」画面が表示されます）「1. 地上デジタル」→ｐ.46へ
「2. BS・110˚CS(右旋/左旋)」→ｐ.52へ「3. スカパー！プレミアム」 →ｐ.57へ「4. チャンネルマップ」→ｐ.61へ●「5．ケーブルテレビ」、「6．その他の測定」は次ページへ●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

44●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

操作方法

単チャンネル測定 つづき「5. ケーブルテレビ」
を測定の場合③ ケーブルテレビ測定メニューの表示で測定する放送（信号）を選び、を押します。
（「単チャンネル測定」画面が表示されます）「1. VHF・CATV・UHF」→ ｐ.63へ「2. スカパー！プレミアム光」 →ｐ.69へ「3. FM」→ｐ.71へ
「4. CATV 上り」→ｐ.72へ
「5. PILOT」→ｐ.73へ

「6. その他の測定」を測定の場合③ その他の測定メニューの表示で測定する放送（信号）を選び、を押します。
（「単チャンネル測定」画面が表示されます）「1. その他の衛星」「2. LTE(700MHz帯)」「3. 周波数(10 〜 1002MHz)」「4. 周波数(950 〜 3300MHz)」→ｐ.74へ
→ｐ.76へ
→ｐ.77へ
→ｐ.77へ

●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

45

操作方法

地上デジタルの単チャンネル測定

地上デジタル放送の信号レベル、信号品質(MER、BER)を測定します。
測定方法① 単チャンネル測定メニュー (p.44)で「1.地上デジタル」を選び、②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。
●

を押すと、「コンスタレーション画面」、「スペクトラム画面」、「遅延プロファイル画面」、「レベル・MER・BER画面」を切換えることができます。

： バンド名（UHFまたはチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない場合、切換わりません。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。(p.39)

レベル・MER・BER画面

46

操作方法

地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

レベル・MER・BER画面
チャンネル表示

給電表示

測定するチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

測定するバンド名またはチャンネル登録名を表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

レベル表示
レベルを表示します。

よく使う測定モード表示

MER表示

登録番号が表示されます。

●変調誤差比
（デジタル変調

信 号 の 変調誤差）を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.2O）
をご覧ください。

BER表示●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）をご覧ください。

変調方式表示測定するチャンネルの変調方式を表示します。

放送局表示
OK・NG表示●レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲

は「OK」マークで、それ以外は「NG」マーク
で表示します。
● MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した
場合は「NG」マークで表示します。
●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・
MER・BERの上部に、判定値を表示します。

測定する放送局名を表示
します。

階層表示
●測定している信号の階層を表示します。
●誤り訂正の強い階層から、A階層、B階層、C階層と呼びます。
おもに、地上デジタル
放送はB階層です。
● 最弱階層を測定します。

47

操作方法

地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

地上デジタル放送のレベル・MER・BER画面に映像を表示します。
表示方法
① 本器の

を押します。

②「映像ウィンドウ表示」横のファンクションボタンを押します。
映像ウィンドウ表示画面： チャンネルを切換えます。
： バンド名（UHFとチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない場合、切換わりません。
： ブースターへの電源供給（p.18）
をON/
OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、
必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。(p.154)（映像は保存できません）： 映像確認画面に切換わります。(p.39)

48

操作方法

地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

信号品質を視覚的に表示します。
（MERの値も表示します)
表示方法● 16QAMと64QAMのコンスタレーションを測定することができます。
● コンスタレーション表示には、しばらく時間がかかります。

① 本器のを押します。

②「測定モード選択」横のファンクションボタンを押します。
③「コンスタレーション」横のファンクションボタンを押します。
を押すと、「スペクトラム画面」、「遅延プロファイル画面」、「レベル・MER・BER画面」、●「コンスタレーション画面」を切換えることができます。
： バンド名（UHFまたはチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない
場合、切換わりません。
：チャンネルを切換えます。

： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。
（p.39）： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

コンスタレーション画面
コンスタレーション表示

給電表示●入力信号の品質を視覚的にとら本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

えることができます。
●信号点のバラツキが小さく中心に密集しているほど良い（受信
良好な）
状態です。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

良い例

悪い例

MER表示
●変調誤差比
（デジタル変調信号の変調誤差）を数値で表示します。●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.20）をご覧ください。

49

操作方法

地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

測定しているチャンネルの信号波形を表示します。
表示方法
スペクトラム表示には、しばらく時間がかかります。
① 本器のを押します。

②「測定モード選択」横のファンクションボタンを押します。
③「スペクトラム」横のファンクションボタンを押します。
を押すと、「遅延プロファイル画面」、「レベル・MER・BER画面」、「コンスタレーション画面」、●「スペクトラム画面」を切換えることができます。
： バンド名（UHFまたはチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない
場合、切換わりません。
：チャンネルを切換えます。

： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。
（p.39）： ブースターへの電源供給（p.18）
をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

スペクトラム画面
スペクトラム表示

給電表示● 測定しているチャンネルの信号波形

本器からブースターへの電源供給
を15V/OFFで表示します。

を表示します。
● マルチパス（建物等による反射波）の有無を視覚的にとらえることができます。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

（表示例）
0

0

チャンネル表示- 60

マルチパスなし

50

測定するチャンネルを表示します。

- 60

マルチパスあり操作方法

地上デジタルの単チャンネル測定 つづき

測定している信号（主波)に対する遅延波の有無、遅延時間、レベル差を測定します。
表示方法
波形の表示には、しばらく時間がかかります。
①本器のを押します。

②「測定モード選択」横のファンクションボタンを押します。
③「遅延プロファイル」横のファンクションボタンを押します。
を押すと、「レベル・MER・BER画面」、「コンスタレーション画面」、「スペクトラム画面」、●「遅延プロファイル画面」を切換えることができます。
： バンド名（UHFまたはチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない場合、切換わりません。
：チャンネルを切換えます。

： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。
（p.39）： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

遅延プロファイル画面
マーカー

給電表示

マーカーの移動は「マーカー移動ファンクション」（p.91）をご覧ください。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

よく使う測定モード表示

遅延プロファイル表示

登録番号が表示されます。

測定している信号（主波）に対する遅延波や妨害波の有無を視覚的にとらえることができます。

遅延時間表示（表示例）
主波

ガードインターバル表示
遅延波

測定している信号（主波）に対するマーカー位置での遅延時間が表示されます。

●ガードインターバルを表示します。

レベル差表示●この表示より右側は、ガードイン

測定している信号（主波）に対するマーカー位置でのレベル差が表示
51
されます。

ターバルを超える領域です。

操作方法

BS・110°CSの単チャンネル測定

BS・110°CS（右旋/左旋）放送の信号レベル、信号品質(C/N、BER)を測定します。
測定方法① 単チャンネル測定メニュー (p.44)で「2.BS・110°
CS(右旋/左旋)」を選び、②で測定する衛星(衛星またはチャンネル登録名)・偏波に切換えます。

③

で測定するチャンネルに切換えます。

④

を押します。[衛星アンテナへ電源供給(p.18)されます。]

を押します。

●電源供給しているときは、「15V」と表示されます。
●衛星アンテナへ電源供給しないときは、

必ず「OFF」にしてください。
●

を押すと、「コンスタレーション画面」、「レベル・
C/N・BER画面」
を切換えることができます。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。
（p.39)

レベル・C/N・BER画面
52

ご注意●ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、過電流保護回路が作 動 し て 測 定 で き な く な り ま す 。 [表示部にエラーメッセージ「エラー 01」（p.247）が表示されます]●マンションなどの共同受信の壁面テレビ端子に接続する場合、電源供給をOFFにしてください。

操作方法

BS・110°CSの単チャンネル測定 つづき

レベル・C/N・BER画面
チャンネル表示

周波数表示

測定するチャンネルを表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

偏波表示
給電表示

測定するチャンネルの偏波面を表示します。
右旋：右旋円偏波
左旋：左旋円偏波

本器から衛星アンテナへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

衛星表示

よく使う測定モード表示

測定する衛星名またはチャンネル登録名を表示します。

登録番号が表示されます。

局部発振周波数表示●測 定 す る ア ン テ ナ の局部発振周波数を表示します。
● BS・110°
CSの測定では変更できません。

測定モード表示●測定モードが２Kの場合、2Kと表示します。
●測定モードが4K8Kの場合、4K8Kと表示します。
●測定モードの設定は、「2K/4K8K測定モードの選択」(p.191)をご覧ください。

画質表示

放送局表示

測定しているチャンネルの画質
を、SD・２K・４K・8Kで表示します。

測定する放送局名を表示します。

変調方式表示種別表示

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

測定しているチャンネルが無料・未契約・契約済かを表示します。

53

操作方法

BS・110°CSの単チャンネル測定 つづき

レベル表示
レベルを表示します。

C/N表示● 搬送波と雑音の比を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）

状態です。
●「C/Nの値について」（p.21）
をご覧

ください。

54

BER表示

OK・NG表示●ビット誤り率を表示します。

●レベルは、判定値の下限値から上限値の●2.00E-4以下であれば受信範囲は「OK」マークで、それ以外は「NG」
マークで表示します。
●C/N・BERは、判定値より良い値で受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した場合は「NG」マークで表示します。
●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
●判定値が変更されている場合は、レベル・C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）
をご覧くだ
さい。

操作方法

BS・110°CSの単チャンネル測定 つづき

BS・110°CS（右旋/左旋)放送のレベル・C/N・BER画面に映像を表示します。
表示方法
① 本器の

を押します。

②「ページ切換え」横のファンクションボタンを押します。
③「映像ウィンドウ表示」横のファンクションボタンを押します。
映像ウィンドウ表示画面： チャンネルを切換えます。
: 衛星(衛星またはチャンネル登録名)・偏波を切換えます。
： 衛星アンテナへの電源供給（p.18）をON/
OFFします。
●衛星アンテナへ電源供給しないときは、

必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。(p.154)（映像は保存できません）： 映像確認画面に切換わります。(p.39)

55

操作方法

BS・
BS
・
110°
110°
CSの単チャンネル測定
CSの単チャンネル測定
つづき つづ

信号品質を視覚的に表示します。
（C/Nの値も表示します)
表示方法
コンスタレーション表示には、しばらく時間がかかります。
① 本器のを押します。

②「コンスタレーション」横のファンクションボタンを押します。
●

を押すと、「レベル・C/N・BER画面」、「コンスタレーション画面」を切換えることができます。

● BS・110°
CS(右旋)測定の場合、QPSK、TC8PSK、

8PSKのコンスタレーションが、BS・110°
CS(左旋)
測定の場合、8PSK、16APSKのコンスタレーションが測定できます。

：衛星(衛星またはチャンネル登録名)・偏波を切換えます。
：チャンネルを切換えます。
：衛星アンテナへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●衛星アンテナへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」
にしてくだ
さい。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。（p.39）

コンスタレーション画面
コンスタレーション表示

給電表示● 入力信号の品質を視覚的にとら本器から衛星アンテナへの電源供給
を15V/OFFで表示します。

えることができます。
● 信号点のバラツキが小さく中心に密集しているほど 良い（受信
良好な）
状態です。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。
良い例

悪い例

C/N表示
●搬送波と雑音の比を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「C/Nの値について」（p.21）
をご覧ください。

56

衛星表示
測定する衛星名を表示します。

操作方法

スカパー！ プレミアムの単チャンネル測定

スカパー ! プレミアムサービスの信号レベル、信号品質(C/N、BER)を測定します。
測定方法① 単チャンネル測定メニュー (p.44)で「3.スカパー！ プレミアム」を選び、②で測定する衛星に切換えます。

③

で局部発振周波数をアンテナの局部発振周波数に合わせます。

を押します。

●局部発振周波数については、「各部の名称と機能」(p.9)をご覧ください。

④

で測定するチャンネルに切換えます。

⑤

を押します。［衛星アンテナへ電源供給（p.18）されます］

ご注意●電源供給しているときは「オート」、「固定15V」のどちらかが表示されます。
OFF
●

オート

を押すたびに固定15Vの順に切換わります。

●オートのときは、偏波面より、11Vまたは15Vを自動で切換えます。
●通常は「オート」を選びます。

●

ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。
ショートした場合、過電流保護
回路が作動して測定できなくなります。[表示部にエラーメッ
セージ「エラー 01」（p.247）が表示されます]を押すと、「コンスタレーション画面」、「レベル・C/N・BER画面」を切換えることができます。

： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。(p.39)

レベル・C/N・BER画面●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

57

操作方法

スカパー！ プレミアムの単チャンネル測定 つづき

レベル・C/N・BER画面
チャンネル表示

周波数表示

測定するチャンネルを表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

偏波表示
給電表示

測定するチャンネルの偏波面を表示します。
水平：水平直線偏波
垂直：垂直直線偏波

本器から衛星アンテナへの電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

衛星表示
よく使う測定モード表示

測定する衛星名を表示します。

登録番号が表示されます。

変調方式表示局部発振周波数表示

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

測定するアンテナの局部発振周波数を表示します。

画質表示
測定しているチャンネルの画質を、SD・HD・４Kで表示します。

放送局表示
測定する放送局名を表示
します。

種別表示
測定しているチャンネルが無料・未契約・契約済かを表示します。

58●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

操作方法

スカパー！ プレミアムの単チャンネル測定 つづき

レベル表示
レベルを表示します。

C/N表示● 搬送波と雑音の比を数値で表示し

BER表示

OK・NG表示ます。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）
状態です。

●ビット誤り率を表示します。

●レベルは、判定値の下限値から上限値の●2.00E-4以下であれば受信範囲は「OK」マークで、それ以外は「NG」
マークで表示します。
●C/N・BERは、判定値より良い値で受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した場合は「NG」マークで表示します 。
●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
●判 定 値 が 変 更 さ れ て い る 場 合 は 、
レベル・C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

●C/Nの値の目安は13dB以上です。

可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）をご覧ください。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

59

操作方法

！ プレミアムの単チャンネル測定
スカパー
BS
・110°
CSの単チャンネル測定
つづき つづ

信号品質を視覚的に表示します。
（C/Nの値も表示します)
表示方法
コンスタレーション表示には、しばらく時間がかかります。
① 本器のを押します。

②「コンスタレーション」
横のファンクションボタンを押します。
を押すと、「レベル・C/N・BER画面」、「コンスタレーション画面」を切換えることができます。

●● QPSK、8PSKのコンスタレーションが測定できます。

：衛星を切換えます。
：チャンネルを切換えます。
：衛星アンテナへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●衛星アンテナへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。（p.39）

コンスタレーション画面
コンスタレーション表示● 入力信号の品質を視覚的にとらえることができます。
● 信号点のバラツキが小さく中心に密集しているほど 良い（受信
良好な）
状態です。

給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給
をオート/固定15V/OFFで表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。
良い例

悪い例

衛星表示
測定する衛星名を表示します。

C/N表示●搬送波と雑音の比を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●C/Nの値の目安は13dB以上です。

60●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

操作方法

チャンネルマップの単チャンネル測定

チャンネルマップについて

チャンネルマップとは、本器で測定できるすべての放送・衛星・バンドからユーザーが測定したい
チャンネルを登録する機能です。登録したチャンネルは連続して測定できます。
登録したチャンネルの順番は、周波数順になります。
登録方法は、「チャンネルマップの登録」(p.186)をご覧ください。
チャンネルマップの各種測定画面

チャンネルマップの測定画面には、ユーザーが登録したチャンネルマップ登録名が表示されます。
それ以外の測定項目や表示している内容は、通常の測定画面と同じです。
チャンネルマップ
登録名表示
チャンネルマップ
登録名を表示します。

レベル・MER・BER画面（地上デジタル）

スペクトラム画面例

遅延プロファイル画面例

レベル・C/N・BER画面例
61

操作方法

チャンネルマップの単チャンネル測定 つづき

測定方法① 単チャンネル測定メニュー (p.44)で「4.チャンネルマップ」を選び、②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。
● チャンネルの順番は、周波数順に表示されます。

チャンネルマップ画面例
表示される画面は、測定する放送、衛星や、測定項目により異なります。
:チャンネルマップ登録名を切換えます。
：ブースター、衛星アンテナへの電源供給（p.18）
を ON/OFFします。
●ブースター、衛星アンテナへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてくだ
さい。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。
（p.39）（映像が表示される放送のみ）

62

操作方法

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定

VHF・CATV・UHFの信号レベル、信号品質(MER、BER)を測定します。
測定方法
変調方式が「OFDM」、「CATV QAM」の場合、測定できます。
① ケーブルテレビ測定メニュー (p.45)で「1.VHF・CATV・UHF」を選び、②で測定するバンドに切換えます。

③

で測定するチャンネルに切換えます。
● 変調方式が「OFDM」の場合、を押します。

を押すと、「コンスタレーション画面」、「スペクトラム画面」、「遅延プロファイル画面」、「レベル・MER・BER画面」を切換えることができます。
● 変調方式が「CATV QAM」
の場合、

を押すと、
「コンスタレーション画面」、「レベル・MER・BER画面」を切換えることができます。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブ ー ス タ ー へ 電 源 供 給 し な い と き は、必 ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。
（p.39）(変調方式がOFDMのとき)

レベル・MER・BER画面

63

操作方法

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定 つづき

レベル・MER・BER画面
チャンネル表示

給電表示

測定するチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

測定するバンド名を表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

レベル表示
レベルを表示します。

よく使う測定モード表示

MER表示

登録番号が表示されます。

● 変調誤差比（デジタル変調

信 号 の 変 調 誤 差 ）を 数 値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」（p.20）
をご覧ください。

変調方式表示測定するチャンネルの変調方式を表示します。

放送局表示
OK・NG表示●レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲

BER表示●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）
をご覧くだ
さい。

64

は「OK」マークで、それ以外は「NG」マーク
で表示します。
● MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した
場合は「NG」マークで表示します。
● OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・
MER・BERの上部に、判定値を表示します。

測定する放送局名を表示
します。

階層表示
●測定している信号の階層を表示します。
●誤り訂正の強い階層から、A階層、B階層、C階層と呼びます。
● 最弱階層を測定します。

操作方法

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定 つづき

信号品質を視覚的に表示します。
（MERの値も表示します)
表示方法● 変調方式が「OFDM」、「CATV QAM」の場合、測定できます。
● コンスタレーション表示には、しばらく時間がかかります。

① 本器のを押します。

：バンド（ VHF・UHF・CATV・CATV2）を切換えます。

：チャンネルを切換えます。

②「測定モード選択」横のファンクションボタンを押します。

「遅延プロファイル画面」、「レベル・MER・BER画面」、「コンスタレーション画面」
を切換えることができます。

：ブースターへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」
にしてくだ
さい。
： 測定データを保存します。
（p.154）● 変調方式が「CATV QAM」の場合、： 映像確認画面に切換わります。（p.39）

横のファンクションボタンを押します。
③「コンスタレーション」● 変調方式が「OFDM」の場合、を押すと「スペクトラム画面」、

を押すと、「コンスタレーション画面」、「レベル・MER・BER画面」を切換えることができます。

(変調方式がOFDMのとき)

コンスタレーション画面
コンスタレーション表示

給電表示● 入力信号の品質を視覚的にとら本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

えることができます。
● 信号点のバラツキが小さく中心に密集しているほど 良い（受信
良好な）
状態です。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。
良い例

悪い例

MER表示
●変調誤差比
（デジタル変調信号の変調誤差）を数値で表示します。

変調方式表示測定するチャンネルの変調方式を表示します。

●数値は大きいほど良い（受信良好な）
状態です。

バンド表示

●
「MERの値について」（p.20）
をご覧ください。

測定するバンドを表示します。

65

操作方法

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定 つづき

測定しているチャンネルの信号波形を表示します。

：バンド（ VHF・UHF・CATV）を切換え
ます。

表示方法
● 変調方式が「OFDM」の場合、測定できます。
● スペクトラム表示には、しばらく時間がかかります。

：チャンネルを切換えます。

②「測定モード選択」横のファンクションボタンを押します。

：ブースターへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」にしてください。

③「スペクトラム」
横のファンクションボタンを押します。

： 測定データを保存します。
（p.154）① 本器の●を押します。

を押すと、「遅延プロファイル画面」、「レベル・MER・
BER画面」、「コンスタレー ション画面」
、
「スペクト
ラム画面」
を切換えることができます。

： 映像確認画面に切換わります。（p.39）(変調方式がOFDMのとき)

スペクトラム画面
スペクトラム表示

給電表示● 測定しているチャンネルの信号波形

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

を表示します。
● マルチパス（建物等による反射波）の有無を視覚的にとらえることができます。
（表示例）
0

- 60

マルチパスなし

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

0

変調方式表示- 60

マルチパスあり

測定している信号の変調方式を表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示
します。

66

操作方法

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定 つづき

測定している信号（主波)に対する遅延波の有無、遅延時間、レベル差を測定します。
表示方法：バンド（ VHF・UHF・CATV）を切換え● 変調方式が「OFDM」の場合、測定できます。
● 波形の表示には、しばらく時間がかかります。

①本器のを押します。

②「測定モード選択」横のファンクションボタンを押します。
③「遅延プロファイル」横のファンクションボタンを押します。
を押すと、「レベル・MER・BER画面」、「コンスタレーション画面」、「スペクトラム画面」、「遅延プロファイル画面」を切換えることができます。

●

ます。

：チャンネルを切換えます。
：ブースターへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」
にしてくだ
さい。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 映像確認画面に切換わります。（p.39）(変調方式がOFDMのとき)

遅延プロファイル画面マーカー
マーカーの移動は「マーカー移動ファ
ンクション」（p.91）をご覧ください。

給電表示

ガードインターバル表示

本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

●ガードインターバルを表示します。
●この表示より右側は、ガードイン

ターバルを超える領域です。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

遅延プロファイル表示
測定している信号（主波）に対する遅延波や妨害波の有無を視覚的にとらえることができます。
（表示例）

遅延時間表示
測定している信号（主波）に対する
マーカー位置での遅延時間が表示されます。

レベル差表示主波

遅延波

測定している信号（主波）に対するマーカー位置でのレベル差が表示
されます。

67

操作方法

VHF・CATV・UHFの単チャンネル測定 つづき

VHF・CATV・UHFの変調方式が「無変調」の信号レベルを測定します。
表示方法● 変調方式が「無変調」の場合、測定できます。
● レベル・MER・BER画面で「無変調」に切換えることができます。

① 本器のを押します。
：バンド（ VHF・UHF・CATV・CATV2）を②「変調方式切換え」横のファンクションボタンを押します。
③「無変調」横のファンクションボタンを押します。
④

で測定するチャンネルに切換えます。

切換えます。

：ブースターへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」にしてくだ
さい。
： 測定データを保存します。
（p.154)レベル画面
変調方式表示給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

バンド表示

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

測定するバンド名を表示
します。

周波数表示

レベル表示

測定するチャンネルの周波数を表示します。

レベルを表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

68操作方法

スカパー！ プレミアム光の単チャンネル測定

スカパー！ プレミアム光の信号レベル、信号品質(MER、BER)を測定します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.45)で「2.スカパー！ プレミアム光」を選び、②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。
を押すと、「コンスタレーション画面」、「レベル・MER・BER画面」を切換えることができます。

●： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。

（p.154）

レベル・MER・BER画面

給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

バンド表示
測定するバンド名を表示します。

レベル表示

周波数表示

レベルを表示します。

測定するチャンネルの周波数を表示します。

MER表示●変調誤差比
（デジタル変調

よく使う測定モード表示

信 号 の 変調誤差）を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な)状態です。

登録番号が表示されます。

変調方式表示測定するチャンネルの変調方式を表示します。

OK・NG表示
BER表示●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲は「OK」

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。
マークで、それ以外は「NG」マークで表示します。
●MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合は「OK」マークで、悪い値で受信した場合は「NG」マークで表示します。
●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
●判定値が変更されている場合は、レベル・MER・BERの上部に、判定値を表示します。

●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

69

操作方法

スカパー！ プレミアム光の単チャンネル測定 つづき

信号品質を視覚的に表示します。
（MERの値も表示します)
表示方法
コンスタレーション表示には、しばらく時間がかかります。
：チャンネルを切換えます。

① 本器のを押します。

②「コンスタレーション」
横のファンクションボタンを押します。
を押すと、「レベル・MER・BER画面」、「コンスタレーション画面」を切換えることができます。

●：ブースターへの電源供給（p.18）
を
ON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しない
ときは、必ず「OFF」
にしてくだ
さい。
： 測定データを保存します。
（p.154）

コンスタレーション画面
コンスタレーション表示

給電表示● 入力信号の品質を視覚的にとら本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

えることができます。
● 信号点のバラツキが小さく中心よく使う測定モード表示に密集しているほど良い（受信
良好な）
状態です。

登録番号が表示されます。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

良い例

悪い例

周波数表示
測定するチャンネルの周波数を表示します。

MER表示● 変調誤差比（デジタル変調信号の変調誤差）を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。

バンド表示

変調方式表示

測定するバンド名を表示します。

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

70

操作方法

FMの単チャンネル測定

FMの信号レベルを測定します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.45)で「３.FM」を選び、②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。
● FMのチャンネル周波数は、任意の周波数に変更できます。

変更方法は「チャンネル周波数の設定」(p.204)をご覧ください。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）レベル画面
変調方式表示給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

バンド表示
測定するバンド名を表示
します。

レベル表示
レベルを表示します。

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

周波数表示
測定するチャンネルの周波数を表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

71

操作方法

CATV 上りの単チャンネル測定

CATV 上りの信号レベルを測定します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.45)で「４.CATV 上り」を選び、②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。
● CATV 上りのチャンネル周波数は、任意の周波数に変更できます。

変更方法は「チャンネル周波数の設定」(p.204)をご覧ください。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）レベル画面
変調方式表示給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

バンド表示

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

測定するバンド名を表示
します。

周波数表示

レベル表示

測定するチャンネルの周波数を表示します。

レベルを表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

72

操作方法

PILOTの単チャンネル測定

PILOT信号のレベルを測定します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.45)で「5.PILOT」を選び、②を押します。

で測定するチャンネルに切換えます。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）レベル画面
変調方式表示給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

バンド表示

測定するチャンネルの変調方式を表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

測定するバンド名を表示
します。

周波数表示

レベル表示

測定するチャンネルの周波数を表示します。

レベルを表示します。

チャンネル表示
測定するチャンネルを表示します。

73

操作方法！ プレミアム光の単チャンネル測定
スカパー
その他の衛星の単チャンネル測定
その他の衛星の信号レベル、信号品質(C/N)を測定します。
測定方法① その他の測定メニュー (p.45)で「1.その他の衛星」を選び、②で測定する衛星に切換えます。

③

で局部発振周波数を変更します。

④

で測定するチャンネルに切換えます。

⑤

を押します。

を押します。［衛星アンテナへ電源供給（p.18）
されます］●電源供給しているときは「オート」、「固定15V」のどちらかが表示されます。
●

を押すたびに OFF オート

固定15V の順に切換わります。

●オートのときは、偏波面より、11Vまたは15Vを自動で切換えます。
●通常は「オート」を選びます。

ご注意： 測定データを保存します。
（p.154）74

レベル・C/N画面●ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、過電流保護回路が作動して測定できなくなります。
［表示部にエラー
メッセージ「エラー 01」（p.247）が表示されます］●入力レベルが低く、ノイズレベルが測定レベル範囲
以下になると、C/Nを表示しません。
●衛星アンテナと本器の間にブースター・ミキサーを使用すると、C/Nが正しく表示されないことがあります。
●測定するアンテナの局部発振周波数に設定してください。間違って設定されていると正しく測定することができません。

操作方法

その他の衛星の単チャンネル測定 つづき

レベル・C/N画面
給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

衛星表示
測定する衛星名を表示します。

偏波表示チャンネル表示

測定するチャンネルの偏波面を表示します。
水平：水平直線偏波
垂直：垂直直線偏波

測定するチャンネルを表示します。

レベル表示

登録番号が表示されます。

よく使う測定モード表示

レベルを表示します。

周波数表示

C/N表示

測定するチャンネルの周波数を表示します。

簡易C/Nを表示します。

局部発振周波数表示
測定するアンテナの局部発振周波数を表示します。

衛星名とチャンネル

衛星名
チャンネル
Superbird-C2 1〜28
Superbird-B3 1〜23
JCSAT-2B

1 〜 16JCSAT-1C

1 〜 2875

操作方法

LTE(700MHz帯)の単チャンネル測定

LTE(700MHz帯)の信号レベルを測定します。
測定方法① その他の測定メニュー (p.45)で「2.LTE(700MHz帯)」を選び、②を押します。

で測定する周波数帯に切換えます。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」
にして
ください。
： 測定データを保存します。
（p.154）

レベル画面
帯域幅表示
給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

バンド表示

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

測定するバンド名を表示します。

周波数帯表示レベル表示

測定する周波数帯を表示します。

レベルを表示します。

76

測定する周波数帯の帯域幅を表示します。

操作方法

周波数の単チャンネル測定

周波数のレベルを測定します。
測定方法① その他の測定メニュー (p.45)で「3.周波数(10 〜 1002MHz)」、または「4.周波数(950 〜 3300MHz)」を選び、②を押します。

で測定する周波数に切換えます。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）： 周波数に上下の矢印が表示され、上下左右のボタンを押すことで、周波数を設定することができます。

レベル画面
この画面には、ファンクションメニューはありません。
給電表示●本器からブースターへ電源供給します。

バンド表示● 10〜1002MHzの場合、測定するバンド名を表示します。

●950〜3300MHzの場合、レベル表示
レベルを表示します。

15V/OFFで表示します。
給電11V/給電1 5 V /OFFで表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

周波数表示
測定する周波数を表示
します。

77

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション

レベル・MER・BER画面のファンクション遷移
レベル・MER・BER画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタル放送の例

登録チャンネルファンクション(p.85)

コンスタレーション
スペクトラム遅延プロファ
イルの各測定測定モードファンクション(p.86) 画面へ遷移

映像ウィンドウ表示画面(p.48)

多チャンネル測定画面(p.95)

78

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

ケーブルテレビ、UHF（OFDM）の例

コンスタレーション
スペクトラム遅延プロファ
測定モードファンクション(p.86)
イルの各測定画面へ遷移

多チャンネル測定画面(p.110)
変調方式切換えファンクション(p.87)

79

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

コンスタレーション画面のファンクション遷移
コンスタレーション画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタルの例

登録チャンネルファンクション(p.85)

測定モードファンクション(p.86)
多チャンネル測定画面(p.95)

80

レベル・MER・
BER
スペクトラム遅延プロファ
イルの各測定
画面へ遷移

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

スペクトラム画面のファンクション遷移
スペクトラム画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタルの例

登録チャンネルファンクション(p.85)

レベル・MER・
BER
コンスタレーション
遅延プロファ
イルの各測定測定モードファンクション(p.86) 画面へ遷移
多チャンネル測定画面(p.95)

81

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

遅延プロファイル画面のファンクション遷移
遅延プロファイル画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタルの例
登録チャンネルファンクション(p.85)

測定モードファンクション(p.86)

レベル・MER・
BER
コンスタレーション
スぺクラムの各測定画面へ遷移

多チャンネル
測定画面(p.95)

マーカー移動ファンクション(p.91) 時間表示スケールファンクション(p.92) 時間表示範囲ファンクション(p.92)
82

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

レベル・MER・C/N・BER画面ファンクション
レベル・MER・C/N・BER画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定モードの変更や、登録チャンネルの呼出しなどを行うことができます。
本器のを押します。

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

ファンクション
項目

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー ! プレミアム

登録チャンネル呼出し

登録チャンネル呼出し

コンスタレーション

測定モード選択

コンスタレーション

多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

放送局切換え映像ウィンドウ表示

ページ切換え映像ウィンドウ表示
放送局切換え測定帯域

ファンクション
項目

UHF

VHF

CATV

CATV2※

測定モード選択
測定モード選択
測定モード選択
測定モード選択（無変調では表示なし） （無変調では表示なし）（無変調では表示なし）（無変調では表示なし）
多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

変調方式切換え変調方式切換え変調方式切換え変調方式切換え※ CATV2の変調方式に「OFDM」はありません。
測定帯域

スカパー！プレミアム光FM・CATV上り・PILOT

その他の衛星・LTE（700MHz帯）

ファンクション

コンスタレーション

多チャンネル測定

多チャンネル測定

項目

多チャンネル測定●周波数にはファンクションはありません。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

83

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

ファンクション項目説明
登録チャンネル呼出し

登録チャンネルファンクションを表示します。(p.85)

測定モード選択

測定モードファンクションを表示します。(p.86)

多チャンネル測定

多チャンネル測定画面を表示します。(p.95 〜 126)

映像ウィンドウ表示

レベル・MER・C/N・BER表示画面の右側に映像ウィンドウを表示します。(p.55)

コンスタレーション

コンスタレーション画面を表示します。

放送局切換え同じ周波数で放送されている放送局名を切換えます。

変調方式切換え

ケーブルテレビのVHF・UHF・CATV・CATV2の変調方式を切換えます。(p.87)

ページ切換えファンクションのページを切換えます。

映像ウィンドウ表示画面ファンクション
映像ウィンドウ表示画面(p.55)で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定モードの変更や、映像ウィンドウの非表示を行うことができます。
本器のを押します。

映像ウィンドウ表示画面ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

登録チャンネル呼出し

登録チャンネル呼出し

測定モード選択

コンスタレーション

ファンクション

多チャンネル測定

多チャンネル測定

項目

映像ウィンドウ非表示

ページ切換え映像ウィンドウ非表示
放送局切換えファンクション項目説明
映像ウィンドウ非表示

レベル・MER・C/N・BER表示画面の右側の映像ウィンドウを非表示にします。

●上記以外の機能は、ページ上段に記載されている説明をご覧ください。

84

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

登録チャンネルファンクション
レベル・MER・C/N・BER画面で「登録チャンネル呼出し」横のファンクションボタンを押したときのファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定チャンネルに登録したチャンネル登録名を呼出します。
登録チャンネルファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)UHF全チャンネル

BS・110°CS(右旋/左旋)
全チャンネル

登録チャンネル１〜 8

登録チャンネル１〜３

ファンクション
項目

ページ切換えファンクション項目説明
UHF全チャンネル

UHFの全チャンネルを測定します。

登録チャンネル1 〜 8

地上デジタルに登録したチャンネル登録名１〜 8の中から測定します。

ページ切換え登録チャンネルファンクションのページを切換えます。

BS・110°CS(右旋/左旋)
全チャンネルBS・110°CS(右旋/左旋)の全チャンネルを測定します。

登録チャンネル1 〜 3

BS・110°CS(右旋/左旋)登録したチャンネル登録名１〜 3の中から測定します。

85

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

測定モードファンクション
レベル・MER・BER画面・コンスタレーション画面・スペクトラム画面・遅延プロファイル画面で表示される「測定モード選択」横のファンクションボタンを押したときのファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、各測定画面の呼出しなどを行うことができます。
測定モード選択ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

ファンクション
項目

測定帯域

ファンクション
項目

地上デジタル

VHF

UHF

レベル・MER・BER

レベル・MER・BER

レベル・MER・BER

コンスタレーション

コンスタレーション

コンスタレーション

スペクトラムスペクトラムスペクトラム（CATVQAMのときは （CATVQAMのときは表示されません）
表示されません）

遅延プロファイル

遅延プロファイル
遅延プロファイル
（CATVQAMのときは （CATVQAMのときは表示されません）
表示されません）

CATV

CATV2

レベル・MER・BER

レベル・MER・BER

コンスタレーション

コンスタレーション

スペクトラム（CATVQAMのときは表示されません）
遅延プロファイル
（CATVQAMのときは表示されません）●VHF・UHF・CATV・CATV2の変調方式が「無変調」の場合「測定モード選択ファンクション」は表示されません。

86

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

ファンクション項目説明
レベル・MER・BER

レベル・MER・BER画面を表示します。

コンスタレーション

コンスタレーション画面を表示します。

スペクトラムスペクトラム画面を表示します。

遅延プロファイル

遅延プロファイル画面を表示します。

変調方式切換えファンクション
ケーブルテレビのVHF・UHF・CATV・CATV2で表示される「変調方式切換え」横のファンクションボタンを押したときのファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、変調方式を切換えることができます。
変調方式切換えファンクションメニュー 一覧
測定帯域
ファンクション
項目

VHF

UHF

CATV

CATV2

OFDM

OFDM

OFDM

CATV QAMCATV QAMCATV QAMCATV QAM

無変調

無変調

無変調

無変調

ファンクション項目説明
OFDM

変調方式をOFDMに変更します。

CATV QAM

変調方式をCATV QAMに変更します。

無変調

変調方式を無変調に変更します。
（コンスタレーション測定画面のときは表示されません）

87

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

コンスタレーション画面ファンクション
コンスタレーション画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定モードの変更や、登録チャンネルの呼出しなどを行うことができます。
本体のを押します。

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー! プレミアム

登録チャンネル呼出し

登録チャンネル呼出し

レベル・C/N・BER

ファンクション

測定モード選択

レベル・C/N・BER

多チャンネル項目

多チャンネル測定

多チャンネル測定

放送局切換え放送局切換え測定帯域
ファンクション
項目

VHF

UHF

CATV

CATV2

測定モード選択

測定モード選択

測定モード選択

測定モード選択多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

変調方式切換え変調方式切換え変調方式切換え

測定帯域

スカパー！プレミアム光ファンクション

レベル・MER・BER

項目

多チャンネル測定●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

88●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

ファンクション項目説明
登録チャンネル呼出し

登録チャンネルファンクションを表示します。(p.85)

測定モード選択

測定モードファンクションを表示します。(p.86)

多チャンネル測定

多チャンネル測定画面を表示します。(p.95 〜 126)

レベル・C/N・BER

レベル・C/N・BER表示画面を表示します。

レベル・MER・BER

レベル・MER・BER表示画面を表示します。

放送局切換え同じ周波数で放送されている放送局名を切換えます。

変調方式切換え

ケーブルテレビのVHF・UHF・CATV・CATV2の変調方式を切換えます。(p.87)

スペクトラム画面ファンクション
スペクトラム画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、登録チャンネルの呼出しや、測定モードの選択を行うことができます。
本体のを押します。

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域
ファンクション
項目

地上デジタルVHF（OFDMのとき）

UHF（OFDMのとき）

CATV（OFDMのとき）登録チャンネル呼出し

測定モード選択

測定モード選択

測定モード選択

測定モード選択多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定●項目の説明は、ページ上段に記載されている説明をご覧ください。

89

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

遅延プロファイル画面ファンクション
遅延プロファイル画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定モードの変更や、登録チャンネルの呼出しなどを行うことができます。
本体のを押します。

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

ファンクション

地上デジタルVHF（OFDMのとき） UHF（OFDMのとき） CATV（OFDMのとき）登録チャンネル呼出し

測定モード選択

測定モード選択

測定モード選択

測定モード選択多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

多チャンネル測定

マーカー移動マーカー移動マーカー移動マーカー移動

時間表示スケール設定

時間表示スケール設定

表示時間範囲移動

表示時間範囲移動

表示時間範囲移動

表示時間範囲移動

ページ切換えページ切換えページ切換え項目

時間表示スケール設定 時間表示スケール設定

ページ切換えファンクション項目説明

90

登録チャンネル呼出し

登録チャンネルファンクションを表示します。(p.85)

測定モード選択

測定モードファンクションを表示します。(p.86)

多チャンネル測定

多チャンネル測定画面を表示します。(p.95 〜 126)

マーカー移動マーカー移動ファンクションを表示します。(p.91)

時間表示スケール設定

時間表示スケールファンクションを表示します。(p.92)

表示時間範囲移動

時間表示範囲ファンクションを表示します。(p.92)

ページ切換えファンクションのページを切換えます。

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

マーカー移動ファンクション
遅延プロファイル画面で表示されるマーカー移動ファンクションの機能を説明します。
右マーカーを右に移動させます。

左マーカーを左に移動させます。

マーカー

91

操作方法

単チャンネル測定のときのファンクション つづき

時間表示スケールファンクション
遅延プロファイル画面で表示される時間表示スケールファンクションの機能を説明します。
拡大

時間表示のスケールを拡大します。

縮小

時間表示のスケールを縮小します。

時間表示スケールの切換え
時間表示スケールファンクションの
「拡大」
・
「縮小」
の横のファンクションボタンを押すことで、時間表示のスケールを切換えることができます。
拡大

拡大

縮小

縮小

時間表示範囲ファンクション
遅延プロファイル画面で表示される時間表示範囲ファンクションの機能を説明します。
右

時間表示範囲を右に移動します。

左時間表示範囲を左に移動します。

●表示スケールを拡大しているときに使用できます。

時間表示範囲の移動
時間表示範囲ファンクションの
「右」
・
「左」
の横のファンクションボタンを押すことで、時間表示範囲を移動することができます。

92

右

右

左

左

操作方法

多チャンネル測定

各衛星・バンドで放送している、すべてのチャンネルの、信号レベル、MER、C/N、BERを棒
グラフ、またはリストで一度に確認できます。
●周波数は、多チャンネル測定できません。

① 多チャンネル測定の選択
本器のを押します。

で「3. 多チャンネル測定」を選び、を押します。

② 多チャンネル測定メニューの表示で測定する放送（信号）を選び、を押します。
（多チャンネル測定」画面が表示されます）「1. 地上デジタル」→ｐ.95へ
「2. BS・110˚CS(右旋/左旋)」→ｐ.98へ「3. スカパー！プレミアム」 →ｐ.102へ「4. チャンネルマップ」→ｐ.106へ●「5．ケーブルテレビ」、「6．その他の測定」は次ページへ●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

93

操作方法

多チャンネル測定 つづき「5. ケーブルテレビ」を測定の場合③ ケーブルテレビ測定メニューの表示で測定する放送（信号）を選び、を押します。
（「多チャンネル測定」画面が表示されます）「1. VHF・CATV・UHF」→ ｐ.110へ「2. スカパー！プレミアム光」 →ｐ.113へ「3. FM」→ｐ.116へ「4. CATV上り」→ｐ.118へ「5. PILOT」→ｐ.120へ「6. その他の測定」
を測定の場合③ その他の測定メニューの表示で測定する放送（信号）を選び、を押します。
（「多チャンネル測定」画面が表示されます）「1. その他の衛星」「2. LTE(700MHz帯)」●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

94→ｐ.122へ→ｐ.125へ操作方法

地上デジタルの多チャンネル測定

地上デジタル放送のすべてのチャンネル、または測定チャンネル登録で登録したすべてのチャンネルの、信号レベル、MERを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① 多チャンネル測定メニュー (p.93)で「1.地上デジタル」を選び、②を押します。

でUHF、またはチャンネル登録名に切換えます。
●「測定チャンネルの登録」(p.180)をしていない場合、切換わりません。

③

で表示するチャンネルを切換えます。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●レベルとMERの切換えは、ファンクションで行います。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
● MERの棒グラフは、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
● すべてのチャンネルを自動で測定します。

： 測定データを保存します。
（p.154）： ブースターへの電源供給をON/OFFします。（p.18）●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

ファンクションで切換えます。

レベルグラフ画面●レベルとMERを切換えるときは、

MERグラフ画面を押し「レベルグラフ表示」、または「MERグラフ表示」
横のファンク

ションボタンを押します。
95

操作方法

地上デジタルの多チャンネル測定 つづき

グラフ画面
チャンネル表示

給電表示

選択しているチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

選択 し て い る バ ン ド 名
ま た はチャンネル登録名を表示します。

選択しているチャンネルの周波数を表示します。

マーカー
よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録番号が表示されます。

グラフ表示
変調方式表示●グラフを表示します。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

レベルグラフ画面●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

グラフ表示●グラフを表示します。
●M ERの棒 グ ラ フ は 、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

96

MERグラフ画面

MER表示
選択しているチャンネルのMERを表示します。

操作方法

地上デジタルの多チャンネル測定 つづき

地上デジタル放送のすべてのチャンネル、または測定チャンネル登録で登録したすべてのチャンネルの、信号レベル、MER、BERを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。
③

で表示するチャンネルを切換えます。

： バンド名（UHFとチャンネル登録名）
を切換えます。
●「測定チャンネルの登録」（p.180）をしていない場合、切換わりません。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）●すべてのチャンネルを自動で測定します。

リスト画面

給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

レベル表示
レベルを表示します。

マーカー

MER表示

選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

●変調誤差比
（デジタル変調

信 号 の 変調誤差）を数値で表示します。
BER表示●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。 ●ビット誤り率を表示します。
●●2.00E-4以下であれば受信「MERの値について」（p.20）
をご覧ください。
可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）をご覧ください。

判定表示● レベル・MER・BERすべての項目がOK判定の場合、「OK」マークを表示します。※●レベル・MER・BERのいずれかの項目がNG判定の場合、「NG」マークを表示します。※●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・

MER・BERの上部に、判定値を表示します。

※レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲はOK判定、それ以外はNG判定です。

MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合はOK判定、悪い値で受信した場合はNG判定です。

97

操作方法

BS・110°CSの多チャンネル測定

BS・110°CS（右旋/左旋）放送のすべてのチャンネル、または測定チャンネル登録で登録したすべてのチャンネルの、信号レベル、C/Nを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① 多チャンネル測定メニュー (p.93)で「2.BS・110°
CS(右旋/左旋)」を選び、②を押します。[衛星アンテナへ電源供給(p.18)されます。]

を押します。

ご注意●ケーブルを接続してからアンテナに電源供給して●電源供給しているときは、「給電15V」と表示されます。

③

で測定する衛星（衛星またはチャンネル登録名）
・
偏波に切換えます。

④

で表示するチャンネルを切換えます。

ください。ショートした場合、過電流保護回路が作 動 し て 測 定 で き な く な り ま す 。 [表示部にエラーメッセージ「エラー 01」（p.247）が表示されます]●マンションなどの共同受信の壁面テレビ端子に接続する場合、電源供給をOFFにしてください。

●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●レベルとC/Nの切換えは、ファンクションで行います。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
●C/Nの棒グラフは、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： 測定データを保存します。
（p.154）

ファンクションで切換えます。

レベルグラフ画面●レベルとC/Nを切換えるときは、

98

ションボタンを押します。

C/Nグラフ画面を押し「レベルグラフ表示」、または「C/Nグラフ表示」横のファンク

操作方法

BS・110°CSの多チャンネル測定 つづき

グラフ画面
マーカー
チャンネル表示

選択しているチャンネルを表します。

選択しているチャンネルを表示します。

給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

衛星表示
選択している衛星名またはチャンネル登録名を表示します。

局部発振周波数表示●選択しているアンテナの局 部 発 振 周 波 数 を表示します。
●BS・110°
CSの測定では変更できません。

グラフ表示●グラフを表示します。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

変調方式表示●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

偏波表示
選択しているチャンネルの偏波面を表示します。
右旋：右旋円偏波
左旋：左旋円偏波

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

測定モード表示

レベルグラフ画面●測定モードが２Kの場合、2Kと表示します。
●測定モードが4K８Kの場合、4K8Kと表示します。
●測定モードの設定は、「2K/4K8K測定モードの選択」

周波数表示
選択しているチャン
ネルの周波数を表示
します。

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

(p.191)をご覧ください。

グラフ表示●グラフを表示します。
●C/ N の 棒グ ラ フ は 、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

C/N表示
選択しているチャンネルのC/Nを表示します。

C/Nグラフ画面
99

操作方法

BS・110°CSの多チャンネル測定 つづき

BS・110°CS（右旋/左旋）放送のすべてのチャンネル、または測定チャンネルで登録したすべてのチャンネルの、信号レベル、C/N、BERを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。
③

で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： 衛星（衛星またはチャンネル登録名）
・偏波を切換えます。
： 衛星アンテナへの電源供給（p.18）をON/OFF
します。
●衛星アンテナへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）

リスト画面
ご注意

画質表示は、多チャンネル測定では、放送波を受信しても画質情報の更新をしません。
アンテナ方向調整または、単チャンネル測定で各チャンネルを受信すると、画質情報を最新の情報に更新します。
初期化やソフトウェアのバージョンアップを行なった場合、出荷時の画質情報に戻りますから、その状態で多チャンネル測定を行うと、放送波の画質と異なる表示をすることがあります。
この際はアンテナ方向調整、または単チャンネル測定を行なって、画質情報の更新をお願いします。

100

操作方法

BS・110°CSの多チャンネル測定 つづき

リスト画面

給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給を15V/OFF
で表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

画質表示
測定しているしているチャンネルの画質を、SD・２K・ ４K・8K
で表示します。

レベル表示
判定表示

レベルを表示します。

C/N表示

マーカー

● 搬送波と雑音の比を数値で表示し選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

ます。

判定の場合、「NG」マークを表示します。※(p.199)で設定することができます。

状態です。
ください。

場合、「OK」マークを表示します。※● レベル・C/N・BERのいずれかの項目がNG●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」●数値は大きいほど良い（受信良好な）●「C/Nの値について」（p.21）
をご覧●レベル・C/N・BERすべての項目がOK判定の

BER表示● 判定値が変更されている場合は、レベル・

C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）
をご覧ください。

※レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲はOK判定、それ以外はNG判定です。

C/N・BERは、判定値より良い値で受信した場合はOK判定、悪い値で受信した場合はNG判定です。

101

操作方法

スカパー！ プレミアムの多チャンネル測定

スカパー！プレミアムサービスすべてのチャンネルの信号レベル、C/Nを測定して棒グラフで表示
します。
測定方法
① 多チャンネル測定メニュー (p.93)で「3.スカパー！ プレミアム」を選び、②で局部発振周波数をアンテナの局部発振周波数に合わせます。

③

で測定する衛星に切換えます。

④

でチャンネルに切換えます。

⑤

を押します。［衛星アンテナへ電源供給（p.18）されます］

を押します。
ご注意
ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してください。ショートした場合、過電流保護回路が作動して測定でき な く な り ます。[表示部にエ ラ ー メ ッ セ ー ジ「エ ラ ー
01」（p.247）が表示されます]●電源供給しているときは「オート」、「固定15V」のどちらかが表示

されます。
●

を押すたびに

OFF

オート

固定15V

の順に切換わります。

： 測定データを保存します。
（p.154）●オートのときは、偏波面より、11Vまたは15Vを自動で切換えます。
●通常は「オート」を選びます。 ●衛星アンテナへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。

●すべてのチャンネルを自動で測定します。

●レベルとC/Nの切換えは、ファンクションで行います。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。

●C/Nの棒グラフは、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。

ファンクションで切換えます。

102

レベルグラフ画面●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

C/Nグラフ画面

操作方法

スカパー！ プレミアムの多チャンネル測定 つづき

グラフ画面
給電表示

チャンネル表示

本器から衛星アンテナへの電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

選択しているチャンネルを表示
します。

衛星表示

局部発振周波数表示

選択している衛星名を表示します。

アンテナの局部発振周
波数を表示します。

マーカー

よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録番号が表示されます。

グラフ表示

変調方式表示●グラフを表示します。

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」

レベル表示
偏波表示

測定するチャンネルの(p.199)で設定することが偏波面を表示します。
できます。
水平：水平直線偏波
垂直：垂直直線偏波

レベルグラフ画面 周波数表示
選択しているチャンネルの周波数を表示します。

選択しているチャンネルのレベルを表示します。

グラフ表示●グラフを表示します。
●C/ N の 棒グ ラ フ は 、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

C/N表示
選択しているチャンネルのC/Nを表示します。

C/Nグラフ画面●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

103

操作方法

スカパー！ プレミアムの多チャンネル測定 つづきス カ パ ー！ プ レ ミ ア ム サ ー ビ ス す べ て の チ ャンネルの信号レベル、C/N、BERを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。
③

で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： 衛星を切換えます。
： 衛星アンテナへの電源供給（p.18）
をON/OFF
します。
●衛星アンテナへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）

リスト画面
ご注意

画質表示は、多チャンネル測定では、放送波を受信しても画質情報の更新をしません。
アンテナ方向調整、または単チャンネル測定で各チャンネルを受信すると、画質情報を最新の情報に更新します。
初期化やソフトウェアのバージョンアップを行なった場合、出荷時の画質情報に戻りますから、その状態で多チャンネル測定を行うと、放送波の画質と異なる表示をすることがあります。
この際はアンテナ方向調整、または単チャンネル測定を行なって、画質情報の更新をお願いします。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

104

操作方法

スカパー！ プレミアムの多チャンネル測定 つづき

リスト画面

給電表示
本器から衛星アンテナへの電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

画質表示
測定しているチャンネルの
画質を、HD・４Kで表示し
ます。

レベル表示
判定表示

レベルを表示します。

●レベル・C/N・BERすべての項目がOK判定の

C/N表示

マーカー

● 搬送波と雑音の比を数値で表示し選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

ます。

場合、「OK」マークを表示します。※●数値は大きいほど良い（受信良好な）

ください。

判定の場合、「NG」マークを表示します。※●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」

状態です。

●「C/Nの値について」（p.21）
をご覧● レベル・C/N・BERのいずれかの項目がNG(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・

BER表示

C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

●ビット誤り率を表示します。
●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）
をご覧ください。

※レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲はOK判定、それ以外はNG判定です。

C/N・BERは、判定値より良い値で受信した場合はOK判定、悪い値で受信した場合はNG判定です。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

105

操作方法

チャンネルマップの多チャンネル測定

チャンネルマップについて

チャンネルマップとは、本器で測定できるすべての放送・衛星・バンドからユーザーが測定したい
チャンネルを登録する機能です。登録したチャンネルは連続して測定できます。
登録したチャンネルの順番は、周波数順になります。
登録方法は、「チャンネルマップの登録」(p.186)をご覧ください。
測定方法

チャンネルマップに登録したすべてのチャンネルの信号レベル、MER・C/Nを測定して棒グラフで表示します。
① 多チャンネル測定メニュー (p.93)で「4.チャンネルマップ」を選び、②を押します。

で表示するチャンネルを切換えます。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
●MER・C/Nの棒グラフは、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： チャンネルマップ名を切換えます。
： ブースターまたは衛星アンテナへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブ ー ス タ ー ま た は 衛 星 ア ン テ ナ へ の

電 源 供給をしないときは、必ず「OFF」にしてください。
●チャンネルマップに登録したすべてのチャンネルで電源供給をON/OFFします。
電源供給しているときは「オート」「15V」のどちらかが表示されます。
スカパー！プレミアム、その他の衛星では、「オ ー ト」と な り、11V（垂 直 偏 波）または15V（水平偏波）が自動で切換わります。
●垂 直 偏 波 の チ ャ ン ネ ル を15V電 源 のコンバーターで受信するシステムの場合、
チャンネルマップでは測定できません。
： 測定データを保存します。
（p.154）

レベルグラフ画面●レベルとMER・C/Nを切換えるときは、

106

を押し、

「レベルグラフ表示」、または「MER・C/Nグラフ表示」 ●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。
横のファンクションボタンを押します。

操作方法

チャンネルマップの多チャンネル測定 つづき

グラフ画面

給電表示
本器からブースター
または衛星アンテナへの電源供給状態を表示します。

チャンネル
マップ名表示測定するチャンネルマップ
名を表示します。

マーカー
選択しているチャンネル・
を表します。

レベル表示
選択しているチャン
ネルのレベルを表示
します。

グラフ表示
●グラフを表示します。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」

レベルグラフ画面(p.199)で設定することがで
きます。

グラフ表示
●グラフを表示します。

MER表示●M ER・C / N の 棒 グ ラ フ●選択しているチャン

は 、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。

ネルのMERを表示します。
●衛星を測定している
ときはC/Nを表示します。

●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。

MERグラフ画面
107

操作方法

チャンネルマップの多チャンネル測定 つづきチャンネルマップに登録した、すべてのチャンネルの信号レベル、MER・C/N、BERを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。
： チャンネルマップ名を切換えます。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。
③

で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： ブースターまたは衛星アンテナへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブ ー ス タ ー ま た は 衛 星 ア ン テ ナ へ の

電 源 供給をしないときは、必ず「OFF」にしてください。
●チャンネルマップに登録したすべてのチャンネルで電源供給をON/OFFします。
電源供給しているときは「オート」「15V」のどちらかが表示されます。
スカパー！プレミアム、その他の衛星では、「オ ー ト」と な り、11V（垂 直 偏 波）または15V（水平偏波）が自動で切換わります。
●垂 直 偏 波 の チ ャ ン ネ ル を15V電 源 のコンバーターで受信するシステムの場合、
チャンネルマップでは測定できません。

リスト画面： 測定データを保存します。
（p.154）ご注意

画質表示は、多チャンネル測定では、放送波を受信しても画質情報の更新をしません。
アンテナ方向調整、または単チャンネル測定で各チャンネルを受信すると、画質情報を最新の情報に更新します。
初期化やソフトウェアのバージョンアップを行なった場合、出荷時の画質情報に戻りますから、その状態で多チャンネル測定を行うと、放送波の画質と異なる表示をすることがあります。
この際はアンテナ方向調整、または単チャンネル測定を行なって、画質情報の更新をお願いします。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

108

操作方法

チャンネルマップの多チャンネル測定 つづき

リスト画面
給電表示

画質表示

本器からブースターまたは
衛星アンテナへの電源供給状態を表示します。

●測定しているチャンネルの画質を、SD・HD・２K・4K・８Kで表示します。
●対応していない画質の場合、斜線が表示され
ます。

チャンネル
マップ名表示レベル表示

測定するチャンネルマップ
名を表示します。

レベルを表示します。

バンド/衛星表示
測定するバンド・衛星名を表示します。

マーカー

チャンネル/周波数帯
表示

選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

測定しているチャンネル・
周波数帯を表示します。

MER・C/N表示● MERは搬送波と雑音の比を数値で表示します。
●C/Nを表示します。
● 数値は大きいほど良い(受信良好な)状態です。
● 測定する衛星により簡易C/Nになります。
●「MERの値について」「C/Nの値について」（p.20・21）
をご覧ください。

BER表示

判定表示

●ビット誤り率を表示します。

● レベル・MER・C/N・BERすべての項目がOK判定の場合、「OK」マークを表示します。※●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。
（「2.00E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。
（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）
をご覧ください。

●レベル・MER・C/N・BERのいずれかの項目

が NG判定の場合、「NG」マークを表示します。 ※●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・
MER・C/N・BERの上部に、判定値を表示します。

※レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲はOK判定、それ以外はNG判定です。

MER・C/N・BERは、判定値より良い値で受信した場合はOK判定、悪い値で受信した場合はNG判定です。

109

操作方法

VHF・CATV・UHFの多チャンネル測定

VHF・CATV・UHFすべてのチャンネルの信号レベル、MERを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.94)で「1.VHF・CATV・UHF」を選び、②を押します。

で表示するチャンネルを切換えます。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●レベルとMERの切換えは、ファンクションで行います。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
●MERの棒グラフは、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。
●変調方式が正しく設定されていないと、正しく測定できません。

変調方式はファンクションで切換えることができます。

： VHF・UHF・CATV・CATV2を切換えます。
： 測定データを保存します。
（p.154）： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

ファンクションで切換えます。

レベルグラフ画面●レベルとMERを切換えるときは、

ションボタンを押します。

110

MERグラフ画面を押し「レベルグラフ表示」、または「MERグラフ表示」横のファンク

操作方法

VHF・CATV・UHFの多チャンネル測定 つづき

グラフ画面
チャンネル表示

給電表示

測定するチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

選択しているバンド名を表示します。

選択しているチャンネルの周波数を表示します。

マーカー
よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録番号が表示されます。

グラフ表示
変調方式表示●グラフを表示します。

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。

レベルグラフ画面●判定値は、「判定値の設定」

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

(p.199)で設定することが
できます。

グラフ表示
●グラフを表示します。
●M ERの 棒 グ ラ フ は 、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。

MERグラフ画面

MER表示
選択しているチャンネルのMERを表示します。

111

操作方法

VHF・CATV・UHFの多チャンネル測定 つづき

VHF・CATV・UHFすべてのチャンネルの信号レベル、MER、BERを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

： VHF・UHF・CATV・CATV2を切換えます。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

③： 測定データを保存します。
（p.154）で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

リスト画面

給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

レベル表示
レベルを表示します。

MER表示●変調誤差比
（デジタル変調

信 号 の 変調誤差）を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。
●「MERの値について」
BER表示（p.20）
をご覧ください。 ●ビット誤り率を表示します。
● 2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。

（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。

（最良値は0.00です)●「BERの値について」（p.20）
をご覧ください。

マーカー
選択しているチャンネルにマーカーが表示され
ます。

判定表示
● レベル・MER・BERすべての項目がOK判定の場合、「OK」マークを表示します。※● レベル・MER・BERのいずれかの項目がNG判定の場合、「NG」マークを表示します。※●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
● 判定値が変更されている場合は、レベル・

MER・BERの上部に、判定値を表示します。
※レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲はOK判定、それ以外はNG判定です。

MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合はOK判定、悪い値で受信した場合はNG判定です。

112

操作方法

スカパー！ プレミアム光の多チャンネル測定

スカパー！ プレミアム光すべてのチャンネルの、信号レベル、MERを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.94)で「2.スカパー！ プレミアム光」を選び、②を押します。

で表示するチャンネルを切換えます。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●レベルとMERの切換えは、ファンクションで行います。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。
●MERの棒グラフは、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。
（p.154）

ファンクションで切換えます。

レベルグラフ画面●レベルとMERを切換えるときは、

MERグラフ画面を押し、「レベルグラフ表示」、または「MERグラフ表示」横のファンクションボタンを押します。

●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

113

操作方法

スカパー！ プレミアム光の多チャンネル測定 つづき

グラフ画面
チャンネル表示

給電表示

選択しているチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

選択しているバンド名を表示します。

選択しているチャンネルの周波数を表示します。

マーカー
よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録したメモリー番号が表示されます。

グラフ表示

変調方式表示●グラフを表示します。
●レベルの棒グラフは、判定値の下限値から上限値の範囲は緑で、それ以外は赤で表示します。

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

レベルグラフ画面●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

グラフ表示●グラフを表示します。
●M ERの棒 グ ラ フ は 、判定値より良い値で受信した場合は緑で、悪い値で受信した場合は赤で表示します。
●判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することが
できます。

114

MERグラフ画面●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

MER表示
選択しているチャンネルのMERを表示します。

操作方法

スカパー！ プレミアム光の多チャンネル測定 つづき

スカパー！ プレミアム光すべてのチャンネルの、信号レベル、MER、BERを測定してリストで表示します。
測定方法
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。
③： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

リスト画面

給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

マーカー

レベル表示

選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

レベルを表示します。

MER表示●変調誤差比
（デジタル変調

信 号 の 変調誤差）を数値で表示します。
●数値は大きいほど良い（受信良好な）状態です。

BER表示

判定表示

●ビット誤り率を表示します。

● レベル・MER・BERすべての項目がOK判定の場合、「OK」マークを表示します。※●2.00E-4以下であれば受信可能な状態です。

（「2.00 E-4」
は2.00×10-4を表します）●数値は小さいほど良い値です。（最良値は0.00です)● レベル・MER・BERのいずれかの項目がNG判定の場合、「NG」マークを表示します。※●OKとNGの判定値は、「判定値の設定」(p.199)で設定することができます。
※レベルは、判定値の下限値から上限値の範囲はOK判定、それ以外はNG判定です。

● 判定値が変更されている場合は、レベル・

MER・BERの上部に、判定値を表示します。
MER・BERは、判定値より良い値で受信した場合はOK判定、悪い値で受信した場合はNG判定です。
●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

115

操作方法

FMの多チャンネル測定

FMすべてのチャンネルの、信号レベルを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.94)で「3.FM」を選び、②を押します。

で表示するチャンネルを切換えます。

●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。
●FMのチャンネル周波数は、任意の周波数に変更できます。

変更方法は「チャンネル周波数の設定」(p.204)をご覧ください。
： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。
（p.154）

チャンネル表示

給電表示

選択しているチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

選択しているバンド名を表示します。

選択しているチャンネルの周波数を表示します。

マーカー
よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録番号が表示されます。

グラフ表示
変調方式表示グラフを表示します。

選択する信号の変調方式を表示します。

レベルグラフ画面

116

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

操作方法

FMの多チャンネル測定 つづきFMすべてのチャンネルの、信号レベルを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」
横のファンクションボタンを押します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブ ー ス タ ー へ 電 源 供 給 し な い と き は、必 ず「OFF」にしてください。

③： 測定データを保存します。
（p.154）で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

リスト画面
給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

マーカー
選択しているチャンネルにマーカーが表示され
ます。

レベル表示
レベルを表示します。

117

操作方法

CATV 上りの多チャンネル測定

CATV 上りすべてのチャンネルの、信号レベルを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.94)で「4.CATV 上り」を選び、②を押します。

で表示するチャンネルを切換えます。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。
●間欠信号は測定することができません。
●CATV 上りのチャンネル周波数は、任意の周波数： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）に変更できます。
変更方法は「チャンネル周波数の設定」(p.204)
をご覧ください。
グラフ画面
チャンネル表示

給電表示

選択しているチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

選択しているバンド名を表示します。

選択しているチャン
ネルの周波数を表示
します。

マーカー
よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録番号が表示されます。

グラフ表示
変調方式表示グラフを表示します。

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

レベルグラフ画面
118

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

操作方法

CATV 上りの多チャンネル測定 つづき

CATV 上りすべてのチャンネルの、信号レベルを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」
横のファンクションボタンを押します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

③： 測定データを保存します。
（p.154）で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

リスト画面

給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

マーカー
選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

レベル表示
レベルを表示します。

119

操作方法

PILOTの多チャンネル測定

PILOTすべてのチャンネルの、信号レベルを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① ケーブルテレビ測定メニュー (p.94)で「5.PILOT」
を選び、②を押します。

で表示するチャンネルを切換えます。
●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFF
します。
●ブースターへ電源供給しないときは、
必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）

グラフ画面
チャンネル表示

給電表示

選択しているチャンネルを表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示

周波数表示

選択しているバンド名を表示します。

選択しているチャンネルの周波数を表示します。

マーカー
よく使う測定モード表示

選択しているチャンネルを表します。

登録番号が表示されます。

グラフ表示
変調方式表示グラフを表示します。

選択しているチャンネルの変調方式を表示します。

レベルグラフ画面

120

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

操作方法

PILOTの多チャンネル測定 つづき

PILOTすべてのチャンネルの、信号レベルを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

③： 測定データを保存します。
（p.154）で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

リスト画面
給電表示
本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

マーカー
選択しているチャンネルにマーカーが表示され
ます。

レベル表示
レベルを表示します。

121

操作方法

その他の衛星の多チャンネル測定

その他の衛星すべてのチャンネルの、信号レベル、C/Nを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① その他の測定メニュー (p.94)で「1.その他の衛星」を選び、②で測定する衛星に切換えます。

③

で局部発振周波数を変更します。

④

で表示するチャンネルを切換えます。

⑤

押します。
［衛星アンテナへ電源供給（p.18）
されます］

ご注意●ケーブルを接続してからアンテナに電源供給してく●電源供給しているときは「オート」、「固定15V」のどちらかが表示されます。
●

を押すたびに

OFF

オート

固定15V

を押します。

の順に切換わりださい。ショートした場合、過電流保護回路が作 動
し て 測 定 で き な く な り ま す 。 [表 示 部 に エラー
メッセージ「エラー 01」（p.247）が表示されます]●マンションなどの共同受信の壁面テレビ端子に接続する場合、電源供給をOFFにしてください。
●測定するアンテナの局部発振周波数に設定してください。間違って設定されていると正しく測定することができません。

ます。
●オートのときは、偏波面より、11Vまたは15Vを自動で： 測定データを保存します。
（p.154）

切換えます。
●通常は「オート」を選びます。

●チャンネルを切換えると、マーカーが移動します。

●すべてのチャンネルを自動で測定します。

ファンクションで切換えます。

レベルグラフ画面●レベルとC/Nを切換えるときは、

122

ファンクションボタンを押します。

C/Nグラフ画面を押し、「レベルグラフ表示」、または「C/Nグラフ表示」横の操作方法

その他の衛星の多チャンネル測定 つづき

グラフ画面
給電表示

チャンネル表示

本器から衛星への電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

測定するチャンネルを表示します。

衛星表示

局部発振周波数表示

測定する衛星名を表示します。

測定するアンテナの局部発振周波数を表示します。

マーカー
選択しているチャンネルを表します。

よく使う測定モード表示

グラフ表示

登録番号が表示されます。

グラフを表示します。

周波数表示
測定するチャンネルの周波数を表示します。

偏波表示
測定するチャンネルの偏波面を表示します。
水平：水平直線偏波
垂直：垂直直線偏波

レベルグラフ画面

レベル表示
選択しているチャンネルのレベルを表示します。

ご注意●入力レベルが低く、ノイズレベルが測定レベル範囲

以下になると、C/Nを表示しません。
●衛星アンテナと本器の間に、ブースター・ミキサーを使用すると、C/Nが正しく表示されないことがあり
ます。

C/N表示
選択しているチャンネルの
簡易C/Nを表示します。

C/Nグラフ画面
123

操作方法

その他の衛星の多チャンネル測定 つづき

その他の衛星すべてのチャンネルの、信号レベル、C/Nを測定しリストで表示します。
測定方法
表示方法
① グラフ画面でを押します。

： 衛星を切換えます。

②「リスト表示」
横のファンクションボタンを押します。
③

で表示するチャンネルを切換えます。
●すべてのチャンネルを自動で測定します。

： 衛星アンテナへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●衛星アンテナへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。
： 測定データを保存します。
（p.154）

リスト画面
給電表示
本器から衛星への電源供給をオート/固定
15V/OFFで表示します。

測定チャンネル表示
測定しているチャンネルを表示します。

レベル表示
レベルを表示します。

マーカー
選択しているチャンネルにマーカーが表示されます。

C/N表示
簡易C/Nを表示します。

124

操作方法

LTE（700MHz帯)の多チャンネル測定

LTE(700MHz帯)すべての周波数帯の、信号レベルを測定して棒グラフで表示します。
測定方法① その他の測定メニュー (p.94)で「2.LTE(700MHz帯)」を選び、②を押します。

で表示する周波数帯を切換えます。
●周波数帯を切換えると、マーカーが移動します。
●すべての周波数帯を自動で測定します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

： 測定データを保存します。
（p.154）グラフ画面
周波数帯表示給電表示

測定する周波数帯を表示します。

本器からブースターへの電源供給を15V/OFFで表示します。

バンド表示
測定するバンド名を表示
します。

帯域幅表示
測定する帯域幅を表示
します。

マーカー
選択している周波数帯を表します。

よく使う測定モード表示
登録番号が表示されます。

グラフ表示
グラフを表示します。

レベル表示
選択している周波数帯のレベルを表示します。

125

操作方法

LTE（700MHz帯)の多チャンネル測定 つづきLTE(700MHz帯）すべての周波数帯の、信号レベルを測定してリストで表示します。
表示方法① グラフ画面でを押します。

②「リスト表示」横のファンクションボタンを押します。

： ブースターへの電源供給（p.18）をON/OFFします。
●ブースターへ電源供給しないときは、必ず「OFF」にしてください。

③： 測定データを保存します。
（p.154）で表示する周波数帯を切換えます。
●すべての周波数帯を自動で測定します。

リスト画面
給電表示
本器からブースターへの電源供給を
15V/OFFで表示します。

測定周波数帯表示
測定している周波数帯を表示します。

マーカー
選択している周波数帯にマーカーが表示されます。

126

レベル表示
レベルを表示します。

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション

レベル・MER・C/Nグラフ画面のファンクション遷移
レベル・MER・C/Nグラフ画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタルの例

MERグラフ画面(p.95)
次ページへリスト表示画面(p.97)

レベル・MER・BER画面(p.46)
127

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき前ページより縦軸表示変更ファンクション(p.135)

ステップ数切換えファンクション(p.135)

レベル差測定画面(p.136)

登録チャンネルファンクション(p.133)
128

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

リスト画面のファンクション遷移
リスト画面のファンクションの画面遷移を記載します。
本器のを押します。

地上デジタルの例

レベルグラフ画面(p.95)

MERグラフ画面(p.95)

登録チャンネル
ファンクション
(p.133)

レベル・MER・BER画面(p.46)
129

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

レベル・MER・C/Nグラフ画面ファンクション
レベル・MER・C/Nグラフ画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、グラフ表示の設定や、レベル差測定などを行うことができます。
本器のを押します。

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー ! プレミアム

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

MERグラフ表示

C/Nグラフ表示

C/Nグラフ表示

リスト表示

リスト表示

リスト表示

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

ファンクション

縦軸表示変更縦軸表示変更縦軸表示変更

項目

ステップ数切換え

ステップ数切換え

ステップ数切換え

レベル差測定レベル差測定レベル差測定MER差測定C/N差測定C/N差測定登録チャンネル呼出し

登録チャンネル呼出し

ページ切換えページ切換えページ切換え●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

130

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

VHF

UHF

CATV

CATV2

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

MERグラフ表示

MERグラフ表示

MERグラフ表示

MERグラフ表示

リスト表示

リスト表示

リスト表示

リスト表示

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

ファンクション

縦軸表示変更縦軸表示変更縦軸表示変更縦軸表示変更

項目

ステップ数切換え

ステップ数切換え

ステップ数切換え

ステップ数切換え

変調方式切換え変調方式切換え変調方式切換え変調方式切換え

レベル差測定レベル差測定レベル差測定レベル差測定MER差測定MER差測定MER差測定MER差測定ページ切換えページ切換えページ切換えページ切換えスカパー！ プレミアム光

FM

CATV 上りPILOT

レベルグラフ表示

リスト表示

リスト表示

リスト表示

MERグラフ表示

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

リスト表示

縦軸表示変更縦軸表示変更縦軸表示変更単チャンネル測定

ステップ数切換え

ステップ数切換え

ステップ数切換え

縦軸表示変更レベル差測定レベル差測定レベル差測定ステップ数切換え

ページ切換えページ切換えページ切換え測定帯域

ファンクション
項目

レベル差測定MER差測定ページ切換え●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

131

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

ファンクション
項目

その他の衛星LTE（700MHz帯）

C/Nグラフ表示

リスト表示

レベルグラフ表示

単チャンネル測定

リスト表示

縦軸表示変更単チャンネル測定

ステップ数切換え

縦軸表示変更レベル差測定ステップ数切換え

ページ切換えレベル差測定C/N差測定ページ切換えファンクション項目説明
レベルグラフ表示132

レベルグラフを表示します。

MERグラフ表示

MERグラフを表示します。

C/Nグラフ表示

C/Nグラフを表示します。

リスト表示

リスト画面を表示します。

単チャンネル測定

単チャンネル測定画面を表示します。(p.46 〜 77)

縦軸表示変更縦軸表示変更ファンクションを表示します。（p.135）

ステップ数切換え

ステップ数切換えファンクションを表示します。（p.135）

レベル差測定レベル差を測定します。（p.136）

MER差測定MER差を測定します。（p.136）

C/N差測定C/N差を測定します。（p.136）

登録チャンネル呼出し

登録チャンネルファンクションを表示します。（p.133）

変調方式切換え

ケーブルテレビのVHF・UHF・CATV・CATV2の変調方式を切換えます。（p.134）

ページ切換えファンクションページを切換えます。

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

登録チャンネルファンクション
レベル・MER・C/Nグラフ画面で「登録チャンネル呼出し」
横のファンクションボタンを押したときのファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定チャンネルに登録したチャンネル登録名を呼出します。
登録チャンネルファンクションメニュー 一覧
測定帯域

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)UHF全チャンネル

BS・110°CS(右旋/左旋)
全チャンネル

登録チャンネル１〜 8

登録チャンネル１〜３

ページ切換えページ切換えファンクション
項目

登録チャンネルファンクション項目説明
UHF全チャンネル

UHFの全チャンネルを測定します。

登録チャンネル1 〜 8

地上デジタルに登録したチャンネル登録名１〜 8の中から測定します。

ページ切換え登録チャンネルファンクションのページを切換えます。

BS・110°CS(右旋/左旋)
全チャンネルBS・110°CS(右旋/左旋)の全チャンネルを測定します。

登録チャンネル1 〜 3

BS・110°CS(右旋/左旋)に登録したチャンネル登録名１〜 3の中から測定します。

133

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

変調方式切換えファンクション
ケーブルテレビのVHF・UHF・CATV・CATV2で表示される「変調方式切換え」横のファンクションボタン
を押したときのファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、変調方式を切換えることができます。
変調方式切換えファンクションメニュー 一覧
測定帯域
ファンクション
項目

VHF

UHF

CATV

CATV2

OFDM

OFDM

OFDM

CATV QAMCATV QAMCATV QAMCATV QAM

無変調

無変調

無変調

無変調

測定モード選択ファンクション項目説明

134

OFDM

変調方式をOFDMに変更します。

CATV QAM

変調方式をCATV QAMに変更します。

無変調

変調方式を無変調に変更します。

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

縦軸表示変更ファンクション
レベル・MER・C/Nグラフ画面で表示される縦軸表示変更ファンクションの機能を説明します。
上縦軸の表示範囲を上に移動します。

下縦軸の表示範囲を下に移動します。

縦軸20 〜 70dBμV

上

上

下

下
縦軸30 〜 80dBμV

縦軸40 〜 90dBμV

ステップ数切換えファンクション
レベル・MER・C/Nグラフ画面で表示されるステップ数切換えファンクションの機能を説明します。
2dB

縦軸のステップ数（1目盛りの量）を2dB間隔にします。

5dB

縦軸のステップ数（1目盛りの量）を５dB間隔にします。

7dB※1

縦軸のステップ数（1目盛りの量）を7dB間隔にします。

10dB※2

縦軸のステップ数（1目盛りの量）を10dB間隔にします。

※1 MER・C/Nを測定しているときに表示されます。
※2レベルを測定しているときに表示されます。

2dBステップ

5dBステップ

10dBステップ

135

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

選択しているふたつのチャンネルレベル・MER・C/Nの差を測定します。
測定方法①

を押しマーカー「 」を動かし基準となるチャンネルを選びます。

②

を押し、ファンクションメニュー (p.130 〜 132)を表示させます。

③ファンクションメニューで「レベル差測定」横のファンクションボタンを押します。
（「 」が「 」になります）④

を押しマーカー「 」を動かしてレベル差を測定するチャンネルを選びます。

（「 」と「 」のレベル差が表示されます）（

を押すと「 」が消え、レベル測定に戻ります）

レベル差画面
選択チャンネルマーカー
選択しているチャンネルを表すマーカーです

基準チャンネルマーカー
基準になるチャンネルを表すマーカーですレベル差表示基準になるチャンネルと、選択しているチャンネルのレベルの差を表示します。
● MER、C/Nグラフの場合は、MER、C/Nの差を表示します。

136

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

リスト画面ファンクション
リスト画面で表示されるファンクション一覧です。
各ファンクション横のファンクションボタンを押すことで、測定モードの変更や、登録チャンネルの呼出しなどを行うことができます。
本器のを押します。
ファンクションメニュー 一覧
測定帯域

ファンクション
項目

測定帯域
ファンクション
項目
測定帯域
ファンクション
項目

地上デジタルBS・110°CS(右旋/左旋)

スカパー ! プレミアム

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

MERグラフ表示

C/Nグラフ表示

C/Nグラフ表示

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

登録チャンネル呼出し

登録チャンネル呼出し

ページ切換えページ切換え

VHF

UHF

CATV

CATV2

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

MERグラフ表示

MERグラフ表示

MERグラフ表示

MERグラフ表示

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

単チャンネル測定

スカパー！プレミアム光FM・CATV上り・PILOT

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

MERグラフ表示

単チャンネル測定

単チャンネル
測定帯域
ファンクション
項目

その他の衛星LTE（700MHz帯）

レベルグラフ表示

レベルグラフ表示

C/Nグラフ表示

単チャンネル測定

単チャンネル測定●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアム

サービスの略です。
●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアム

サービス光の略です。
137

操作方法

多チャンネル測定のときのファンクション つづき

ファンクション項目説明

138

レベルグラフ表示

レベルグラフを表示します。

MERグラフ表示

MERグラフを表示します。

C/Nグラフ表示

C/Nグラフを表示します。

単チャンネル測定

単チャンネル測定画面を表示します。(p.46 〜 77)

登録チャンネル呼出し

登録チャンネルファンクションを表示します。（p.133）

ページ切換えファンクションメニューを切換えます。

操作方法

簡易テスター

入力端子に入力された電源電圧を測定します。
テレビなどから衛星アンテナ、またはブースターの電源部からブースターの増幅部へ供給する電源電圧を測定するときに使用します。
接続例 テレビの場合
テレビ（背面）

DC15V

BS・110°CS入力端子測定できる電源電圧範囲について●測定できる電源電圧は、DC5 〜 20V、AC5 〜 30Vです。

入力端子●市販のチューナーやテレビおよびブースターの電源部

以外の電圧は測定しないでください。
●測 定 で き る 電 源 電 圧 の範囲を超える電圧を入力すると故障の原因となります。

① 簡易テスターの選択
本器のを押します。

で「4. 簡易テスター」を選び、を押します。

② 電源電圧の測定
入力端子に入力された電源電圧を測定します。

139

ユーザー設定 データロガー
設定した時間で、信号レベル、信号品質などを測定し、SDカードに保存します。
●1つの設定ファイルに、最大50チャンネル登録できます。
データロガー測定項目対応表
バンド・衛星・周波数

レベル

MER・C/NBER

コ ン ス タ ス ペ ク ト 遅延プロ
レーション ラ ム 測 定 ファイル

地上デジタルBS・110˚CS（右旋/左旋）
スカパー! プレミアム

ケーブル
テレビ

VHF

※1

※1

※1

※2

※2

UHF

※1

※1

※1

※2

※2

CATV

※1

※1

※1

※2

※2

CATV2

※3

※3

※3

スカパー！
プレミアム光FMCATV 上りPILOT
その他の衛星

その他の
測定

LTE
（700MHz帯）
周波数※1VHF・CATV・UHFの変調方式が、OFDM・CATV QAMのとき。
※2VHF・CATV・UHFの変調方式が、OFDMのとき。
※3CATV2の変調方式が、CATV QAMのとき。
●レベル、MER・C/N、BERはテキストデータ（CSV）、それ以外の測定は、テキストデータ（CSV）と静止画データ（PNG）

が保存されます。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

140●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

操作方法

データロガー つづき設定ファイルの作成方法

データロガーを行うための設定ファイルを作成します。
ご注意●あらかじめ、本器にSDカードを挿入してください。

SDカードの挿入方法は、「SDカードの挿入・取出し」（p.17）
をご覧ください。
●必ずACアダプターを接続し、データロガーを開始してください。

① データロガーの選択
メニューから「5.データロガー」を選択します。

② 取得設定の選択で「1. 取得設定」を選び、を押します。

③ 測定する放送の選択
で「1.放送」を選び、で測定するバンド・衛星・周波数を選択します。
●選択した放送により、設定項目が異なります。
●1つの設定ファイルに、同じチャンネルを複数登録することはできません。

141

操作方法
④ 各項目を設定

データロガー つづきで各項目を選び、（放送により選択できる項目が変わります）
で各項目を設定します。
衛星アンテナ、ブースターに給電する場合,「給電」で、「15V」、または「11V」を選択し、を押します。
●周波数の場合、「2.周波数」にカーソルを合わせ、を押すと、周波数に上下の矢印が表示され、⑤ 測定する項目の選択

上下左右のボタンを押すことで、周波数を設定することができます。

で測定する項目を選び、で「する」、または「しない」を選択し、を押します。

⑥ 遅延プロファイルの設定(遅延プロファイルを測定する場合)●遅延プロファイルの測定データを確認しながら、保存する遅延プロファイル画像の、マーカーの位置、時間の 表 示 ス ケ ー ル 、表 示 す る 時 間 範 囲 を 設 定 できます。
●給電が必要な場合、を押します。

142

設定したい項目の、ファンクション横のファンクション
ボタンを押し、各項目を設定します。
すべての項目を設定後、ファンクション「決定」横のファンクションボタンを押します。
各項目の設定内容は、p.91・92をご覧ください。

操作方法

データロガー つづき⑦ ほかの測定条件を登録するかを選択
続けてほかの測定条件を登録する場合
で「1.続けて登録する。(最大50個まで)」を選び、を押します。
●「③測定する放送の選択」(p.141)へ戻り、ほかの測定条件を登録します。
●1つの設定ファイルに、最大50チャンネル登録できます。
登録を完了する場合
で「2.登録を終了して次に進む。
」を選び、を押します。

⑧ 取得間隔を設定
で取得間隔を設定し、を押します。

取得間隔について●取得間隔は、連続、5分、15分、30分、60分、3時間、6時間、24時間のいずれかです。
●連続の場合、測定する項目を時間の間隔なしで繰返します。

143

操作方法

データロガー つづき⑨ ファイル名の入力
で英数字（0〜9、A−Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 必ず入力してください。
（16文字まで入力できます）● 入力した文字を削除するときは、「削除」を選び、を押します。
ファイル名入力後、で「確定」を選び、を押します。
確認画面が表示されたあと、「データロガー」画面が表示されます。

144

操作方法

データロガー つづき

データロガー開始方法

データロガーを開始します。
① データロガーの選択
メニューから「5.データロガー」を選択します。

② データロガー開始の選択

で「2.データロガー開始」を選び、を押します。
ご注意
データロガーを行うときは、必ずACアダプターを接続
してください。
ACアダプターが接続されていないと、データロガーは作動しません。

③ 設定ファイルを選択

でデータ取得を開始するファイルを選び、を押します。
●

を押すと、測定するチャンネルと、測定する項目を確認することができます。

すぐに取得を開始する場合④ 取得方法を選択で「1. データロガーを開始する。」を選びを押します。

●取得を停止するまで、測定する項目を繰り返します。
●取得を停止する場合、「データロガーの途中経過の確認と終了」(p.147)にしたがって操作してください。

開始・終了日時を設定する場合
で「2. 開始/終了日時を設定して開始する。
」
を選び、を押します。
145

操作方法

データロガー つづき⑤ 各項目の設定
で各項目を選び、を押します。
で各種設定を行います。
すべての設定が完了したら、で「4.データロガーを開始する。
」を選択し、を押します。
取得間隔について●取得間隔は、連続、5分、15分、30分、60分、3時間、6時間、24時間のいずれかです。
●連続の場合、測定する項目を時間の間隔なしで繰返します。

ご注意
データロガー中は、ACアダプターを抜かないでください。
正しく、データが取得されないことがあります。

データロガー中は下記の画面が表示されます。

測定待機中●「測定待機中」画面、「測定中」画面で、本器の

146

測定中
、

を押すことで、データロガーのデータ確認と、データロガーの終了をすることができます。

操作方法

データロガー つづき

データロガーの途中経過の確認と終了

データロガーを中断してデータの確認、データロガーの終了をします。
①「測定待機中」画面、「測定中」画面で、

または

を押す

② データロガーを中断してデータを確認するか選択
データを確認する場合を押します。

で「はい」を選び、●「③ 確認画面を表示」へ

データロガーを終了または再開する場合
で「いいえ」を選び、を押します。

「データロガー終了確認」画面(p.148)を表示します。

③ 確認画面を表示
データロガー開始から現在までのレベル、MER、C/N
を棒グラフで表示します。
●1画面に100個の測定データを表示します。
測定データが100個を超える場合、直近の測定データを表示します。
測定データの表示切換えは、ファンクションで行います。
で確認するチャンネルを切換えます。
で確認するバンド・衛星・周波数を切換えます。
確認が終了したらを押します。

147

操作方法

データロガー つづき確認画面ファンクション
確認画面で表示されるファンクションの機能を説明します。

次のデータ※

次のデータを表示します。
直近の測定データを表示している場合、一番古い測定データを表示します。

前のデータ※

前のデータを表示します。
一番古い測定データを表示している場合、直近の測定データを表示します。

レベル

レベルの確認画面を表示します。

MER・C/N

MER、またはC/Nの確認画面を表示します。
ファンクションメニューが切換わります。（F1:右・F2:左)マーカー移動、を押すと、マーカーが右、左に移動します。

※「次のデータ」、「前のデータ」
は、測定データが101個以上保存されていないと表示されません。

④ データロガーを終了するか再開するか選択

データロガーを終了する場合
で「はい」を選び、を押します。

データロガー終了の確認画面を表示します。
データロガーを再開する場合
で「いいえ」を選び、を押します。

確認画面を表示後、データロガーを再開します。
148

操作方法

データロガー つづき取得データ表示方法

データロガーで取得したデータを表示します。
① データロガーを選択
メニューから「5.データロガー」を選択します。

② データ管理の選択

で「3.データ管理」を選び、を押します。

③ 取得データの確認の選択で「2.取得データの確認」を選び、を押します。

テキストデータを開く場合④ 開くデータ種類を選択(p.150)で「1.テキストデータの呼出し」を選び、を押します。
画像データを開く場合(p.151)

で「2.画像データの呼出し」を選び、を押します。
149

操作方法

データロガー つづき

テキストデータの場合⑤ 測定データが保存されているフォルダを選択
でフォルダを選択し、を押します。
●「削除」横のファンクションボタンを押すと、選択しているフォルダを削除します。

⑥ 確認するデータを選択
でデータを選択し、を押します。

⑦ 対象のテキストデータを開く
対象のテキストデータが開かれます。
●表示されているファンクションの説明は、p.148をご覧ください。
●「次のデータ」、「前のデータ」
は、保存されているデータが、101個以上保存されていないと表示されません。
150

操作方法

データロガー つづき

画像データの場合⑤ 測定データが保存されているフォルダを選択
でフォルダを選択し、を押します。
●「削除」横のファンクションボタンを押すと、選択しているフォルダを削除します。

⑥ 確認するデータを選択
でデータを選択し、を押します。

⑦ 対象の画像データを開く

対象の画像データが開かれます。
開かれる画像データは、直近の測定データになります。
●「削除」
横のファンクションボタンを押すと、表示しているデータを削除します。
●「次のデータ」「前のデータ」は、画像データが2個以上保存されている場合、表示されます。

151

操作方法

データロガー つづき設定ファイルの確認・編集・削除方法

データロガーの設定ファイルの確認・編集・削除をします。
① データロガーを選択
メニューから「5.データロガー」を選択します。

② データ管理の選択

で「3.データ管理」を選び、を押します。

③ 設定ファイルの確認・編集・削除の選択で「1.設定ファイルの確認・編集・削除」
を選び、を押します。

④ 設定ファイルを確認

設定ファイルを確認する場合
で「確認するファイル」を選び、で登録内容を確認します。
設定ファイルを編集・削除する場合
で「編集・削除するファイル」を選び、152を押します。

操作方法

データロガー つづき⑤ 設定ファイルの編集を行う

設定ファイルを編集する場合
で「はい」を選び、を押します。

●編集画面が表示されますから、設定ファイルを編集してください。
各種設定は、p.141 〜 144を参考にしてください。
設定ファイルを削除する場合
で「いいえ」を選び、⑥ 設定ファイルの削除を行うを押します。

●削除確認画面が表示されます。

で「はい」を選び、を押します。

設定ファイルが削除されます。
●「いいえ」を選択すると、ファイル選択画面に戻ります。

SDカードのフォーマット方法

SDカードのフォーマットをします。
① データ管理の選択
メニューから「5.データロガー」⇒「3.データ管理」を選択します。

② SDカードのフォーマットの選択で「3.SDカードのフォーマット」を選び、を押します。

153

操作方法

測定データの保存測定結果を本器または、市販のSDカードに保存できます。
●本器にSDカードが挿入されている場合はSDカードに、SDカードが挿入されていない場合は、本器に測定データを保存します。
●データ保存をするフォルダの選択を、手動または自動に設定することができます。
●初期値は「自動」に設定されています。
自動で保存

保存先のフォルダを自動で作成し、データを保存します。
① 本器の

ご注意

を押します。

｢簡易テスター」、「映像確認」、「各 種 設 定 画 面 」、「中 継 局・
衛 星 方 向 表 示 画 面 」は 保 存
できません。

② ファイル名を入力します。
● 必ず入力してください。
（16文字まで入力できます）

で英数字（0〜9、A−Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、「削除」を選び、ファイル名入力後、で「確定」を選び、を押します。

を押します。
●保存したデータは、「ユーザー設定」の「データ管理」で確認できます。（p.165）●保存できるデータ形式は、画像データ（PNG）と、テキストデータ（CSV）です。
●保存するデータ形式は、「ユーザー設定」の「データ保存

設定」
で設定できます。
（p.177）●本器のデータ保存容量は約6GBです。

すべてPNGで保存した場合、約70、000件保存できます。

ファイル名表示

カーソル●保存フォルダの作成は、手動・自動の設定ができます。(p.178)

154

操作方法

測定データの保存 つづき

手動で保存

保存先のフォルダを手動で作成し、データを保存します。
① 本器の

ご注意
｢簡易テスター」、「映像確認」、「各 種 設 定 画 面」、「中 継 局・
衛星方向表示画面」
は保存でき
ません。

を押す

② 保存先のフォルダの選択

で保存先のフォルダを選び、を押します。
●新規フォルダを作成する場合はを押します。

保存先のフォルダを新規に作成します。(p.156)③ファイル名の入力
で英数字（0〜9、A−Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 必ず入力してください。
（16文字まで入力できます）● 入力した文字を削除するときは、「削除」を選び、を押します。
ファイル名入力後、で「確定」を選び、を押します。
●保存先のフォルダを選びなおす場合は

を押し

ます。
●フォルダ選択の設定が「手動」で、2回目以降の場合、フォルダ選択画面が表示されず、ファイル名の入力画面になります。

155

操作方法

測定データの保存 つづき

新規フォルダを作成する場合①「データ保存」ボタンを押す
本器のを押します。

② フォルダ名の入力
フォルダ名・ファイル名の入力方法
で英数字（0〜9、A−Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 必ず入力してください。

（フォルダ名は８文字まで入力できます）③ ファイル名の入力● 入力した文字を削除するときは、「削除」を選び、を押します。
ファイル名入力後、で「確定」を選び、を押します。
（ファイル名は16文字まで入力できます）
156

操作方法

よく使うモードの登録方法・呼出し方法

ひんぱんに使用する測定モードの衛星・バンド、チャンネル、局部発振周波数を登録しておくと、簡単に呼出すことができます。（最大20件登録できます）

登録方法

登録した測定モードの消去は、｢よく使う測定モード消去｣（p.179）
をご覧ください。

① 登録したい測定画面を表示します。
② 衛星・バンド、チャンネル、局部発振周波数などの測定条件を設定します。
③

を押します。
よく使う測定モード
登録番号表示●番号は自動的に登録されます。
●最大20件登録できます。

呼出方法
① 本器の

を押します。

② 登録番号が表示され、登録されている測定モードに切換わります。
③

を押すごとに、登録されている測定モードが順次、呼出されます。
ご注意「測定チャンネルの登録」（p.180）の設定を変更すると、この「よく使う測定モードの登録」のデータはすべて消去されます。必要な場合、再度、「よく使う測定モード登録」を行なってください。

157ユーザー設定

ユーザー設定メニュー

ユーザー設定メニューの表示① 本器の②を押します。

で｢6. ユーザー設定｣を選びます。
を押すと「ユーザー設定メニュー」を表示します。

③

1.データ管理で希望の項目にカーソルを合わせ、を押します。

1.データ呼出し・消去 （p.165 〜 176）
●データ保存ボタンで保存した測定データを呼出し・消去するときに選択します。
●本器または、SDカードに保存されている測定データをすべて消去するときに選択します。
●本器に保存されているすべての測定データをSDカードにコピーするときに選択します。
●Bluetoothを使用し、保存している測定データをスマートフォンやパソコンに送信するときに選択します。
●SDカードのフォーマットをするときに選択します。
2.データ保存設定 （p.177・178）●データ保存ボタンを押したときに保存される、測定データのデータ形式を設定するときに選択します。
●測定データを保存するときの保存先のフォルダを、手動・自動どちらで作成するか設定するときに選択します。
158

ユーザー設定

ユーザー設定メニュー つづき

2.測定設定1.よく使う測定モード消去 （p.179）
よく使う測定モードに登録されている測定モードを消去するときに選択します。

2.測定チャンネル登録 （p.180 〜 185）
地上デジタル、BS・110°
CS（右旋/左旋）を独自のチャンネル配列で登録するときに選択します。
3.チャンネルマップ登録 （p.186 〜 190）
本器で測定できるすべての放送・衛星・バンドからユーザーが測定したいチャンネルを選び、ひとつのチャンネルマップ（測定バンド）として登録するときに選択します。
4.2K/4K8K測定モード選択 （p.191・192）
BS・110°CS(右旋)放送の各チャンネルごとに2Kで測定するか、４K8Kで測定するかを設定する
ときに選択します。
５.局部発振周波数 （p.193・194）
衛星アンテナに取付けられているコンバーターの局部発振周波数が、本器に登録されている局部
発振周波数の以外の場合で、任意の局部発振周波数を追加したいとき選択します。
6.コンスタレーション表示 （p.195）
コンスタレーション画面での表示ポイント数を設定するときに選択します。

159

ユーザー設定

ユーザー設定メニュー つづき7.ケーブル損失補正 （p.196）
測定ケーブルの損失を設定するときに選択します。
8.更新時間 （p.197）
各放送の単チャンネル測定での、レベル、MER・C/N、BERの表示更新時間を変更するときに選択します。
９.ケーブルテレビチャンネル周波数 （p.198）
CATV、スカパー！ プレミアムサービス光の中心周波数を設定するときに選択します。
10.判定値設定 （p.199 〜 201）
各放送のレベル、MER・C/N、BER測定時の、OK・NGの判定値を設定するときに選択します。
11.チャンネルサーチ （p.202・203）
地上デジタルまたはケーブルテレビで受信しているチャンネルを自動でサーチし、ユーザー登録バンドに
チャンネルプランを登録するときに選択します。

12.チャンネル周波数設定 （p.204）
FMとCATV 上りのチャンネルの周波数を設定するときに選択します。
13.C/N測定モード設定 （p.205）
C/Nの測定モードを設定するときに選択します。
14.地デジ放送中継局検索 （p.206 〜 212）
地上デジタル放送の中継局を検索するときに選択します。
160●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

ユーザー設定

ユーザー設定メニュー つづき

3.機器設定1.電源タイマー設定 （p.213）
オートパワーオフ機能、スリープ機能のON/OFFや作動時間を設定するときに選択します。
2.音量設定 （p.214）●レベル変動音、キー操作音、起動・終了音の音量を切換えたり、OFFにしたりするときに選択します。
●映像確認時の音声のボリュームを設定するときに選択します。
3.日時表示設定 （p.215）
日時を手動で設定するときや、日時の表示タイプを設定するときに選択します。

4.映像確認設定 （p.216）●映像確認画面にチャンネル情報や、レベル、MER・C/N、BERなどの測定データを表示させるかを設定するときに選択します。
●映像確認時に「映像確認」
画面を表示している時間を設定するときに選択します。

5.映像確認チャンネル設定 （p.217)
スカパー！プレミアムを測定しているときに「映像確認」
画面で表示されるチャンネルの登録をする
ときに選択します。
6.位置情報取得設定 （p.218）
位置情報取得の有効・無効を切換えるときに選択します。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

161

ユーザー設定

ユーザー設定メニュー つづき7.ネットワーク設定 （p.219）
本器をネットワークに接続するための各種設定をするときに選択します。

8.方位センサー校正 （p.220）
方位センサーの校正を行うときに選択します。

162

ユーザー設定

ユーザー設定メニュー つづき4.視聴設定1.視聴制限設定 （p.221）
年齢制限のある番組を視聴する場合、視聴年齢を設定するときに選択します。
2.暗証番号設定 （p.222）
視聴年齢を設定するときや、初期化をするときに使用する暗証番号を設定するときに選択します。
3.受信メール確認 （p.223）
放送波より受信したメールの確認・削除を行うときに選択します。
4.契約情報更新 （p.224）
BS・110°
CS放送の有料放送の契約情報を更新するときに選択します。

163

ユーザー設定

ユーザー設定メニュー つづき

5.その他

1.バッテリー状態確認 （p.225）
接続されているバッテリーパックLBP1457の状態を表示するときに選択します。
2.使用可能時間 （p.225）
接続されているバッテリーパックLBP1457で使用可能な時間を表示するときに選択します。
3.ACASチップ情報 （p.226）
本器に内蔵されているACASチップの識別番号、ACAS番号を確認するときに選択します。

4.ソフトウェア更新 （p.227 〜 230）
SDカードに保存されているソフトウェア更新ファイルから、本器のソフトウェアを更新するときに選択します。
5.初期化 （p.231）
本器を初期化
（工場出荷状態に戻す）
するときに選択します。
6.ライセンス （p.232）
ソフトウェアのライセンスを確認するときに選択します。

164

ユーザー設定

データ呼出し・消去

データ保存ボタンで保存した測定データを呼出し・消去するときに使用します。

測定データの呼出し・個別消去
出荷時は「SD」に設定されています。
① データ呼出し・消去の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② 保存データの呼出しの選択
で「1. 保存データの呼出し」を選び、で「本体」（本器に保存されているデータ）
または「SD」（SDカードに保存されているデータ）を選びます。
を押します。

③ フォルダの選択（フォルダ一覧）
で測定データが保存されているフォルダを選び、を押します。

④ 測定データの選択（測定データ一覧）

で表示させたい測定データを選び、を押します。

:PNGファイル（画像データ）：CSVファイル（テキストデータ）165ユーザー設定

データ呼出し・消去 つづき⑤ 測定データの表示
測定データを表示します。

測定データのファンクション表示
測定データを表示中にを押すとファンクションメニューが表示されます。

前のデータ

ひとつ前の測定データを表示します。

次のデータ

次の測定データを表示します。

データ消去

表示中のデータを消去します。

このファイルをBluetoothで送信

表示中のデータをBluetoothで接続している機器に送信します。

保存データの個別消去「データ消去」横のファンクションボタンを押します。
（「確認画面」が表示されます）
で「はい」を選び、を押します。

Bluetoothでのファイル送信「このファイルをBluetoothで送信」横のファンク
ションボタンを押します。
で送信先の機器を選択し、を押します。

●パソコンに送信する場合は、あらかじめ、Bluetooth166

でファイルの受信を待機状態にします。
詳しくは、p.171「④ パソコンで送信する場合、Blue
toothのファイルを受信可能状態にする」をご覧ください。

ユーザー設定

データ呼出し・消去 つづき

CSVで保存した多チャンネルのレベル、MER・C/Nグラフ画面、遅延プロファイル画面を表示中にを押すと 前ページで説明したファンクション以外に、下のファンクションメニューが表示されます。
レベル、MER・C/Nグラフ画面のファンクション項目説明
縦軸表示変更縦軸表示変更ファンクションを表示します。（p.135）

ステップ数切換え

ステップ数切換えファンクションを表示します。（p.135）

レベル差測定レベル差を測定します。（p.136）

ページ切換えファンクションのページを切換えます。

遅延プロファイル画面のファンクション項目説明
マーカー移動マーカー移動ファンクションを表示します。(p.91)

時間表示スケール設定

時間表示スケールファンクションを表示します。(p.92)

表示時間範囲移動

時間表示範囲ファンクションを表示します。(p.92)

ページ切換えファンクションのページを切換えます。

本器または、SDカードに保存されている測定データをすべて消去します。

測定データの全消去
出荷時は「SD」に設定されています。
① データ呼出し・消去の選択

メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② 保存データの全消去の選択

で「2. 保存データの全消去」を選び、で「本体」（本器に保存されているデータ）
または「SD」（ SDカードに保存されているデータ）を選び、を押します。
「確認画面」が表示されたあと、本器またはSDカードに保存されているすべての測定データが消去されます。

167

ユーザー設定

フォルダ・データのソート

データ保存先のフォルダ、保存した測定データはソートをして表示をすることができます。

フォルダ・データのソート① ファンクションの表示「フォルダ一覧」(p.165)、または「測定データ一覧」(p.165)画面で、を押します。

②「ソート」、「フィルター」、「表示順序」の選択「ソート」、「フィルター」、「表示順序」のいずれかの、横のファンクションボタンを押します。
●現在設定されている条件をクリアするとき、「無効」
横のファンクションボタンを押します。
項目
ソート

日時、またはフォルダ名・ファイル名で並びかえます。

フィルタ―③ 条件の選択

表示順序
無効

条件
保存したデータを、PNG・CSVのどちらかのみ、
または両方を表示します。
フォルダ名・ファイル名、または日付を降順、または昇順で表示します。
現在のソート、フィルター条件をクリアします。

●
「日時」
、
「ファイル名」、「フォルダ名」でソートできます。
●「PNGのみ」、「CSVのみ」、「すべて」でフィルター

できます。
●名称、日時の降順・昇順で表示順を変更できます。
●表示されるファンクションは、 フォルダ、データで変わります。
設定された条件で、ソート・フィルターを行い、その結果を表示します。

・「すべて」でソートされています。
ソート結果 「日付（降順)」168

ユーザー設定

測定データの全コピー

本器（本体）に保存されているすべての測定データを、SDカードにコピーします。

本器に保存されている測定データの全コピー
ご注意●SDカードを初めて使用する場合、必ずフォーマット(p.176)してください。
●NTFS※でフォーマットしたSDカードは使用できません。
（必ず本器でフォーマットしてください）※NTFSとは、Windowsで使用するファイルシステムです。

パソコン以外では使用できないことが多いフォーマットです。

① データ呼出し・消去の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② 保存データの全コピーの選択
で「3. 保存データの全コピー」を選び、を押します。
（「全コピー確認」
画面が表示されます）
で
「はい」
を選び、
を押します。
本器の測定データをすべて消去したい場合、測定データの全消去(p.167)で消去してください。
ご注意
SDカードに以前本器からコピーした測定データがある場合、削除されます。
必要な場合、SDカードの測定データをパソコンにバックアップしてください。

169ユーザー設定

Bluetoothでデータ送信

Bluetoothを使用し、保存している測定データをスマートフォンやパソコンに送信するとことができます。
● iPhoneなどのApple製品には、Bluetoothを使用してのデータ送信はできません。
ご注意●すべてのBluetooth対応のスマートフォン、パソコンとのワイヤレス通信を保証するものではありません。
●Bluetoothを使用したデータ送信時に発生したデータや情報の漏洩、データの消去については、当社は一切の責任を負いかねます。

フォルダの送信
本器、またはSDカードに保存されている測定データファイルを、保存されているフォルダ
単 位で、Bluetoothを使用しスマートフォンやパソコンに送信します。
① データ呼出し・消去の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② Bluetoothでデータ送信の選択
で「4.Bluetoothでデータ送信」を選び、で「本体」（本器に保存されているデータ）または「SD」（ SDカードに保存されているデータ）を選び、を押します。

③ フォルダを送信の選択
で「1.フォルダを送信」を選び、を押します。

170

ユーザー設定

Bluetoothでデータ送信 つづき④ パソコンに送信する場合、Bluetoothのファイルを受信可能状態にする（パソコンの操作です）
タスクバーの「Bluetoothデバイス」を右クリックし「ファイルの受信(R)」をクリックします。
受信待機中になります。

右クリック

クリック

⑤ 送信するフォルダの選択
でフォルダを選択し、を押すことでチェックができます。
「チェックしたフォルダを送信」横のファンクション
ボタンを押します。

⑥ 送信先の選択
で送信先を選び、を押します。
●送信先のスマーフォン、またはパソコンでデータ受信の承認画面が表示されますから、承認をしてください。
保存先は、スマーフォン、またはパソコンで決定してください。
対象のフォルダに保存されているすべての測定データが送信されます。
171ユーザー設定

Bluetoothでデータ送信 つづき

本器、またはSDカードに保存されている測定データファイルを、Bluetoothを使用し、スマートフォンやパソコンに送信します。

ファイルの送信① データ呼出し・消去の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② Bluetoothでデータ送信の選択
で「4.Bluetoothでデータ送信」を選び、で「本体」（本器に保存されているデータ）
または「SD」（SDカードに保存されているデータ）を選び、を押します。

③ ファイルを送信の選択
で「2.ファイルを送信」を選び、を押します。

④ 測定データが保存されているフォルダの選択で測定データが保存されているフォルダを選び、を押します。

172

ユーザー設定

Bluetoothでデータ送信 つづき⑤ Bluetoothで送信する測定データの選択で測定データを選択し、を押すことでチェックができます。
「チェックをしたファイルを送信」
横のファンクション
ボタンを押します。
データを確認する場合、「ファイル確認」
横のファンク
ションボタンを押します。
「⑥測定データを確認する場合」
へ●パソコンに送信する場合は、あらかじめ、Bluetooth
でファイルの受信を待機状態にします。
詳しくは、p.171「④パソコンで送信する場合、Bluetoothのファイルを受信可能状態にする」
をご覧ください。

⑥ 測定データを確認する場合表示している測定データを送信する場合、を押し、「このファイルを送信」横のファンクションボタンを押します。

⑦ 送信先の選択

で送信先を選び、を押します。
●送信先のスマーフォン、またはパソコンでデータ受信の承認画面が表示されますから、承認をしてください。
保存先は、スマーフォン、またはパソコンで決定してください。
対象の測定データが送信されます。
173

ユーザー設定

Bluetoothでデータ送信 つづき

本器、またはSDカードに保存されているすべての測定データを、Bluetoothを使用し、スマートフォンやパソコンに送信します。

すべてのファイルの送信● 送信するデータ容量により、送信完了までに時間がかかる場合があります。

① データ呼出し・消去の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② Bluetoothでデータ送信の選択

で「4.Bluetoothでデータ送信」を選び、で「本体」（本器に保存されているデータ）または「SD」（ SDカードに保存されているデータ）を選び、を押します。

③すべて送信の選択で「3.すべて送信」を選び、を押します。
●パソコンに送信する場合は、あらかじめ、Bluetooth

でファイルの受信を待機状態にします。
詳しくは、p.171「④パソコンで送信する場合、Bluetoothのファイルを受信可能状態にする」
をご覧ください。

④ 送信先の選択

で送信先を選び、を押します。
●送信先のスマーフォン、またはパソコンでデータ受信の承認画面が表示されますから、承認をしてください。
保存先は、スマーフォン、またはパソコンで決定して
ください。
174

すべての測定データが送信されます。

ユーザー設定

SDカードのファイルについて
本器に保存できる件数
本器のデータ保存容量は約６GBです。
すべてPNGで保存した場合、
約 70,000件保存できます。

フォルダ構成データ格納場所
LOST.DIR - - - - システムが使用するファイルが保存されます。
本器にSDカードを挿入すると、自動で作成されます。
LCV4A- - - - - - - データ保存時の測定データが保存されます。
SDカード

DATA
20101000 - - - フォルダ選択を「自動」に設定したときは、・日付（年月日）＋連番のフォルダが作成・されます。
LOGSET- - - - - - - データロガーの設定ファイルが保存されます。
LOGDATA- - - - - - - データロガーの測定データが保存されます。
210401120000 - - - 取得を開始した日時別にフォルダが作成されます。
01 - - - 登録番号別にフォルダが作成されます。
（画像データを保存した場合）
・・
LCV4ACOPY- - - 本器からSDカードにコピーした測定データが保存されます。
「手動」に設定したときは、
MASPRO - - - フォルダ選択をユーザーが登録した名称のフォルダが・作成されます。
・

ご注意
SDカードに保存したデータは、macOS®には対応していません。
175

ユーザー設定

SDカードのフォーマット

本器に挿入されているSDカードをフォーマット（初期化）します。

SDカードのフォーマット
（初期化）① データ呼出し・消去の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「1.データ呼出し・消去」の順番で選択します。

② SDカードのフォーマットの選択
で「5. SDカードのフォーマット」
を選び、を押します。
（「フォーマット確認」画面が表示されます）
で
「はい」
を選び、
を押します。

③ SDカードがフォーマットされます
本器に挿入されているSDカードがフォーマットされます。
● FAT32でフォーマットされます。

を押します。
ご注意●カード容量は6４GBまで対応しています。
●新品のSDカードも、
必ずフォーマットしてください。
●SDカードのフォーマットは、必ず本器で行なってください。

176

ユーザー設定

データ保存の設定

データ保存ボタンを押したときに保存される測定データのデータ形式を設定します。
データ形式の設定●測定データは、画像データとテキストデータで保存できます。

画像データは、PNGで、テキストデータは、CSVで保存されます。
●「選択」
を選択したデータ形式で保存します。
●出荷時は、画像データは「選択」、テキストデータは「非選択」に設定されています。

① データ保存設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「2.データ保存設定」の順番で選択します。

② 保存データ形式の設定
で「1. 画像データ
（PNG）
」
または
「2. テキスト
データ
（CSV）
」
を選び、

で「選択」または「非選択」を選び、を押します。
●画像データとテキストデータ両方を
「非選択」
にすること

はできません。

177ユーザー設定

データ保存の設定 つづき

測定データを保存するときの保存先のフォルダを手動・自動のどちらで作成するかを選択します。
自動に設定した場合、本器の「データ保存」
ボタンを押したとき、自動でフォルダが作成されます。
手動に設定した場合、本器の「データ保存」
ボタンを押したとき、手動でフォルダを選択します。
フォルダ作成の設定●出荷時は、画像データは「自動」に設定されています。

① データ保存設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「1.データ管理」⇒「2.データ保存設定」の順番で選択します。

② フォルダ選択の設定
で「3. フォルダ選択」
を選び、で「自動」または「手動」を選び、を押します。

●測定データの保存方法については、「測定データの保存」(p.154)をご覧ください。

178

メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「1.よく使う測定モード消去」の順番で選択します。

をで「全消去」を選び、を押します。

確認画面が表示されたあと、すべての測定モードが消去されます。

で消去したい項目を選び、を押します。

確認画面が表示されたあと、選択した測定モードが消去されます。
●消去された登録番号には、次の測定モードが順に繰り上がります。

●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

179

ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・削除
独自のチャンネル配列を登録しておくと、必要なチャンネルまたは自分だけのチャンネル配列で測定することができます。
●各チャンネルの設定で測定したいチャンネルは「選択」を選択します。
●地上デジタル、BS・110°
CS(右旋/左旋)測定のとき、登録したチャンネルを使用できます。
●地上デジタルは8つ、BS・110°
CS(右旋/左旋)は３つまで、バンドを登録することができます。
●地上デジタルは１バンドあたり、15チャンネル登録することができます。
●BS・110°
CS(右旋/左旋)は１バンドあたり、５０チャンネル登録することができます。
ご注意

測定チャンネル登録をすると、「よく使う測定モード」に登録した測定モードは、すべて消去されます。
必要な場合、再度、「よく使う測定モードの登録」（p.157）を行なってください。

測定チャンネルの登録① 測定チャンネル登録の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「2.測定チャンネル登録」の順番で選択します。

② 測定バンドの選択で測定バンドを選び、を押します。

③ 登録名の選択で登録する登録名を選び、
地上デジタル：1 〜 8

BS・110°CS(右旋/左旋)：1 〜 3を押します。

180

ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・削除 つづき④ 測定するバンドの選択（地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）
で登録するバンドを選び、を押します。

⑤ 測定するチャンネルの登録で測定するチャンネルを選び、で「選択」を選び、を押します。
●「非選択」を選択した場合、測定されません。

⑥ 続けてチャンネルを登録するか選択（地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）
続けてチャンネルを登録する場合
で「1. 続けて登録する。
（最大50チャンネルまで）」を選び、を押します。
（「測定するバンド選択」画面に切換わります）●地上デジタルは１バンドあたり、15チャンネル

登録することができます。
●BS・1１0°CS(右旋/左旋)は１バンドあたり、
50チャンネル登録することができます。
●１つのバンドに、異なるバンドのチャンネル［BS（右旋）と110°CS（左旋）など］が登録できます。

登録を完了する場合
で「2. 登録を完了する。
」を選び、を押します。
181

ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・削除 つづき⑦ 登録名の入力
登録名を入力します。（7文字まで入力できます。）●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません。

で英数字（0 〜 9、A 〜 Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、

「削除」
を選び、
登録名を入力後、でを押します。
で「確定」
を選び、を押します。
確認画面が表示され、測定チャンネルが登録されます。

182

ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・削除 つづき
測定チャンネルの編集・削除① 測定チャンネル登録の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「2.測定チャンネル登録」の順番で選択します。

② 編集・削除するバンドの選択で測定バンドを選び、を押します。

③ 編集・削除する登録名の選択
で編集または、削除したい登録名を選び、を押します。

④ 編集・削除を選択

編集する場合で「1. 編集する。
」を選び、を押します。

（地上デジタルの場合、「チャンネル選択」
画面に切換わります）削除する場合で「2. 登録を削除する。
」
を選び、を押します。

確認画面が表示されたあと、登録された登録名が削除
されます。

183

ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・削除 つづき⑤ 測定するバンドの選択（地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）
で測定したいバンドを選び、を押します。

⑥ 測定するチャンネルの選択で測定するチャンネルを選び、で「選択」を選び、を押します。
●「非選択」を選択した場合、測定されません。
●地上デジタルは１バンドあたり、15チャンネル

登録することができます。
●BS・1１0°CS(右旋/左旋)は１バンドあたり、

50チャンネル登録することができます。
●１つのバンドに、異なるバンドのチャンネル［BS（右旋）と110°CS（左旋）など］が登録できます。

184ユーザー設定 測定チャンネルの登録・編集・削除 つづき⑦ 続けてチャンネルを登録するか選択（地上デジタルを選択した場合、この画面は表示されません）
続けてチャンネルを登録する場合
で「1. 続けて登録する（最大50チャンネルまで）」を選び、を押します。
（「測定するバンド選択」画面に切換わります）
登録を完了する場合
で「2. 登録を完了する」を選び、を押します。

⑧ 登録名の入力
登録名を入力します。（7文字まで入力できます）●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません。

で英数字（0 〜 9、A 〜 Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、

「削除」
を選び、
登録名を入力後、でを押します。
で「確定」
を選び、を押します。
確認画面が表示され、測定チャンネルが登録されます。

185

ユーザー設定 チャンネルマップの登録・編集・削除
チャンネルマップとは、本器で測定できるすべての放送・衛星・バンドからユーザーが測定したい
チャンネルを登録する機能です。登録したチャンネルは連続して測定できます。
●登録できるチャンネルマップは５つです。
●ひとつのチャンネルマップに、最大170チャンネル登録できます。
登録可能な放送・衛星・バンド
放送・衛星・バンドチャンネル

地上デジタル1 〜 62

BS（右旋)

1、３、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23

CS110°(右旋)2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26

BS(左旋)

2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24

CS110°(左旋)1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25

JCSAT-3A
JCSAT-4B

JD1 〜 JD28

VHF

１〜 12

JD1 〜 JD32

UHF

13 〜 62

CATV※1

C13 〜 C63

CATV2
スカパー！ プレミアム光※1

C64 〜 C101
H001 〜 H106、H-11、H-12、H-26、H-27、H-28、H-61、H-63

FM※2

70 〜 95MHz（FM1 〜 FM12）

CATV 上り※2

10 〜 60MHz (CU1 〜 CU6）

PILOT

70、73、75.5、91.25、109.25、148、246、288、298、300、301.25、349.25、450、451.25、495.25、747.25、750、753.25、765.25、771.25MHz（P1 〜 P20)JCSAT-1C
JCSAT-2B

1 〜 28Superbird-B3

1 〜 23

Superbird-C2
LTE 下り(LTE-28 下り)

1 〜 281 〜 16773 〜 803MHz 帯域幅10MHz、30MHz※1CATVと、スカパー！プレミアム光の中心周波数は、「ケーブルテレビチャンネル周波数の設定」（p.198）で設定することができます。

※2FMと、CATV上りの周波数は、「チャンネル周波数の設定」（p.204）で設定することができます。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

186●スカパー！プレミアム光はスカパー！プレミアムサービス光の略です。

ユーザー設定 チャンネルマップの登録・編集・削除 つづきチャンネルマップの登録●測定したいチャンネルは「選択」を選択します。

① チャンネルマップ登録の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「3.チャンネルマップ登録」の順番で選択します。

② 登録名の選択
で登録名を選び、を押します。

③ 測定バンド・衛星の選択で測定バンド・衛星を選び、を押します。

④ 測定チャンネルの選択で測定するチャンネルを選び、で「選択」を選び、を押します。
●「非選択」を選択した場合、測定されません。

187

ユーザー設定 チャンネルマップの登録・編集・削除 つづき⑤ 続けてチャンネルを登録するかを選択
続けてチャンネルを登録する場合
で「1. 続けて登録する。（最大170チャンネルまで）」を選び、を押します。
（「測定バンド・衛星選択」画面に切換わります）
登録を完了する場合
で「2. 登録を完了する。
」を選び、を押します。

⑥ 登録名の入力
登録名を入力します。（7文字まで入力できます）●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません。

で英数字（0 〜 9、A 〜 Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、

「削除」
を選び、
登録名を入力後、でを押します。
で「確定」
を選び、を押します。
確認画面が表示され、チャンネルマップが登録され
ます。

188

ユーザー設定 チャンネルマップの登録・編集・削除 つづきチャンネルマップの編集・削除① チャンネルマップ登録の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「3.チャンネルマップ登録」の順番で選択します。

② 編集・削除する登録名の選択
で登録名を選び、を押します。

③ 編集・削除を選択

編集する場合で「1. 編集する。
」を選び、を押します。

（「測定バンド・衛星選択」
画面に切換わります）
削除する場合で「2. 登録を削除する。
」
を選び、④ 測定バンド・衛星の選択を押します。

「確認画面」が表示されたあと、登録されたチャンネル
マップが削除されます。
で測定バンド・衛星を選び、を押します。

189

ユーザー設定 チャンネルマップの登録・編集・削除 つづき⑤ 測定チャンネルの選択で測定するチャンネルを選び、で「選択」を選び、を押します。
●「非選択」を選択した場合、測定されません。

⑥ 続けてチャンネルを登録するかを選択

続けてチャンネルを登録する場合
で「1. 続けて登録する。
（最大170チャンネルまで）」を選び、を押します。

（「測定バンド・衛星選択」画面に切換わります）
登録を完了する場合
で「2. 登録を完了する。
」
を選び、⑦ 登録名の入力を押します。

登録名を入力します。（7文字まで入力できます）●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません。

で英数字（0 〜 9、A 〜 Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、

「削除」
を選び、
登録名を入力後、を押します。
で「確定」
を選び、を押します。

190

確認画面が表示され、チャンネルマップが登録されます。

でユーザー設定 2K/4K8K測定モードの選択
BS・110°CS(右旋)放送の各チャンネルごとに、2Kで測定するか4K8Kで測定するかを設定します。
●実際に放送されているモードと測定モードが異なると、レベル、C/N、BERが正しく測定できません。
●BS・110°
CSの左旋は変更できません。（４K放送のため、４K8K測定モードで測定します）●現在の放送に合わせて、２K/４K８K測定モードが設定されています。

２K/4K8K放送が変更になった場合に設定を変更してください。
●出荷時の設定は「初期値一覧」(p.251)をご覧ください。

測定モード：2K

測定モード：４K8K① 2K/4K8K測定モード選択を選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「4.2K/4K8K測定モード選択」の順番で選択します。

② 設定する衛星を選択
で衛星を選び、を押します。

191

ユーザー設定 2K/4K8K測定モードの選択 つづき③ 2K/4K8K測定モード選択を選択
でチャンネルを選び、で「２K」または「４K8K」を選びます。
を押します。

測定モードOFFについて110°
CS ch.26のみ「OFF」を選択できます。
「OFF」
を選択した場合、チャンネル登録、各測定で110°
CS ch.26は表示されなくなります。
２０２1年6月現在、新４K８K衛星放送では、110°
CS ch.26が使用されていませんから、「OFF」を初期値としています。
110°
CS ch.26で放送が開始された場合、設定を変更してください。

192

ユーザー設定

局部発振周波数の設定

衛星アンテナに取付けられているコンバーターの局部発振周波数が、本器に登録されている局部
発振周波数以外の場合、任意の局部発振周波数を設定することができます。

「スカパー ! プレミアムのアンテナ方向調整」（p.34）、「スカパー ! プレミアムの単 チ ャン
ネル 測 定 」（ p . 5 7 ）、「そ の 他 の 衛 星 の 単 チ ャンネル測定」（p .74）「スカパー ! プレミ
アム、その他の衛星の多チャンネル測定」（p.102、122）で使用することができます。
●このモードで設定された局部発振周波数は11.20011.30010.678で選択できます。
設定値 の順に切換わります。
〔GHz〕① 局部発振周波数の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「5.局部発振周波数」の順番で選択します。

② 衛星の選択で設定する衛星を選び、を押します。

③ 局部発振周波数の選択

で「未設定」または「周波数」を選びます。
局部発振周波数を変更する場合
で局部発振周波数を設定する桁に移動します。
で値を変更します。
を押します。
●設定範囲は10.000GHzから12.000GHzです。
●必ず、次の「④設定を完了する」を行なってください。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

193

ユーザー設定

局部発振周波数の設定 つづき④ 設定を完了する
で「6.設定を完了する」を選び、を押します。

194

ユーザー設定

コンスタレーション表示の設定

コンスタレーション画面での表示ポイント数を設定することができます。
（ポイント数を増やすことで、より安定した測定ができますが、測定に時間がかかります）●BS・110°
ＣS、スカパー ! プレミアム、CATV QAMは一定のポイント数を順次表示
しますから、ポイント数を変更しても、測定時間は変わりません 。
●出荷時は「2000」に設定されています。

① コンスタレーション表示の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「6.コンスタレーション表示」の順番で選択します。

② 表示ポイント数の選択
で表示ポイント数を選び、を押します。

195

ユーザー設定

ケーブル損失補正の設定

測定ケーブルの損失値を登録しておくと、測定値にケーブル損失を加えた値を表示します。
●出荷時は
「OFF」
に設定されています。
●初期値は付属の測定ケーブルの損失値が登録されています。

詳しくは、
「初期値」
(p.252)をご覧ください。
① ケーブル損失補正の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「7.ケーブル損失補正」の順番で選択します。

② ケーブル損失値のON/OFFを選択
で「ON」または「OFF」を選び、を押します。
●OFFを選択すると、ケーブル損失の補正値は「0dB」になります。

③ ケーブル損失値の設定で設定する周波数を選び、でケーブル損失値を設定します。
●0.1dBステップで設定できます。
●ケーブル損失は、「0 〜 30.0dB」まで設定できます。
設定が終了したら、
数値は、出荷時の値（付属の測定ケーブルの損失値）です。

196を押します。

補 正 値 が 設 定 さ れ て い る と 、各 測 定 画 面 の レ ベ ル
表示右に「補正あり」(p.11)と表示され、測定値にケーブル損失を加えた値が表示されます。

ユーザー設定

更新時間の設定

各放送の単チャンネル測定での、信号レベル、MER・C/N、BERの表示更新時間を設定します。
●「遅い」に設定すると測定値は安定しますが、瞬時の信号の変化は読みとれなくなります。
●出荷時は
「標準」
に設定されています。

① 更新時間の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「8.更新時間」の順番で選択します。

② 更新時間の設定
で設定をする項目を選び、で更新時間を設定します。
「遅い」
は
「標準」
に対して、測定サンプル数が2倍になります。
を押します。

197

ユーザー設定

ケーブルテレビチャンネル周波数の設定

ケーブルテレビの単チャンネル測定、多チャンネル測定で、バンド名「CATV」のときのch.C24 〜
C27の中心周波数と、バンド名「スカパー！プレミアム光」のときの、ch.H011 〜 H063の中心周波数を設定することができます。
●出荷時の値は「CATVの初期値」、「スカパー！ プレミアム光の初期値」(p.252)をご覧ください。

① ケーブルテレビチャンネル周波数の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「9.ケーブルテレビチャンネル周波数」の順番で選択します。

② バンドの選択で設定するバンドを選び、を押します。

③ CATV、スカパー！ プレミアム光のチャンネル周波数の設定
CATVの場合

スカパー！ プレミアム光の場合

で「1.設定1」または「2.設定2」を選び、でチャンネルを選び、を押します。

で周波数を選び、●スカパー ! プレミアム光はスカパー ! プレミアムサービス光の略です。

198を押します。

ユーザー設定

判定値の設定各放送の信号レベル、MER・C/N、BERのOK・NGの判定値を、ユーザーが設定することができます。
設定されている判定値により、OKとNGマークを表示します。
また、多チャンネル測定画面の棒グラフの色は緑と赤になります。
●判定値を変更した場合、各種測定画面のレベル、MER、C/N、BERの項目の上部に、設定した判定値を表示します。
●初期値の場合は、OK・NGマークは表示されますが、各種測定画面での判定値は表示されません。
●出荷時の値は「初期値一覧」（p.253)をご覧ください。

レベル：受信レベルが、46 〜 89ｄBμVの場合OKマークが、それ以外の場合NGマークが表示されます。
MER：MERの値が、25ｄB以上の場合
OKマークが、それ未満の場合
NGマークが表示されます。

測定画面例① 判定値設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒

BER：BERの値が、1.00E-7以下の場合
OKマークが、それを超える場 合N G マークが表示されます。

「10.判定値設定」の順番で選択します。

② 放送名の選択で設定する放送名を選び、を押します。

199

ユーザー設定③ 衛星・変調方式の選択

判定値の設定 つづきで設定する衛星を選び、を押します。

●地上デジタルの場合、表示されません。
●スカパー！ プレミアムは、DVB-S(QPSK)、DVB-S２(8PSK)のどちらかを選択できます。
●ケーブルテレビは、OFDM(64QAM)、CATV QAM(64QAM)、CATV QAM(256QAM)・スカパー！
プレミアム光のいずれかを選択できます。

④ 判定値の変更を選択
判定値を変更する場合
で「1.判定値を変更」を選び、を押します。

判定値を初期値に戻す場合
で「2.初期値に戻す」を選び、を押します。

⑤ 判定値の設定
で
「レベル」
、
「MER」
、
「C/N」
、
「BER」
のいずれかを選び、を押します。

●スカパー ! プレミアムはスカパー ! プレミアムサービスの略です。

200●スカパー ! プレミアム光はスカパー ! プレミアムサービス光の略です。

ユーザー設定

判定値の設定 つづき⑥「下限値」または「上限値」の判定値を設定

レベルを選択した場合で「下限値」または「上限値」を選び、
で
「下限値」
または
「上限値」
の変更する桁に移動します。
で判定値を変更し、を押します。
再度を押します。

⑦ 設定を完了する
で「4.設定を完了する。
」を選び、を押します。

201

ユーザー設定

チャンネルサーチ

地上デジタルまたはケーブルテレビで受信しているチャンネルを自動でサーチし、ユーザー登録
バンドにチャンネルプランを登録します。
●地上デジタルは、ch.13 〜 62が対象チャンネルです。
●ケーブルテレビは、VHF ch.1 〜 12、C13 〜 C101、UHF ch.13 〜 62が対象チャンネルです。
●ケーブルテレビで対象となる変調方式は、OFDM、CATV QAM、OFDM+CATV QAMです。

① チャンネルサーチの選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「11.チャンネルサーチ」の順番で選択します。

② チャンネルサーチを行う放送の選択
でチャンネルサーチを行う放送を選び、を押します。
地上デジタルを選択した場合、チャンネルサーチが開始されます。

③ チャンネルサーチを行う変調方式を選択（地上デジタルの場合、表示されません）
でチャンネルサーチを行う変調方式を選び、を押します。
チャンネルサーチが開始されます。
チャンネルサーチ中はサーチ画面が表示されます。
チャンネルサーチ終了後、確認画面が表示されます。
「はい」を選び、

202

変調方式

チャンネルサーチをする放送

OFDM＋CATV QAM
OFDMCATV QAM

地上デジタルとCATV
地上デジタルのみ
CATVのみを押します。

●チャンネルサーチには時間がかかります。

ユーザー設定

チャンネルサーチ つづき④ チャンネルサーチ結果が表示されます
サーチ結果を確認し、を押します。

⑤ 登録名の選択で登録する登録名を選び、を押します。

⑥ 登録名の入力

登録名を入力します。（7文字まで入力できます。）●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません。

で英数字（0 〜 9、A 〜 Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、

「削除」
を選び、
登録名を入力後、でを押します。
で「確定」
を選び、を押します。
確認画面が表示され、測定チャンネルが登録されます。
203ユーザー設定

チャンネル周波数の設定

FMとCATV 上りのチャンネルの周波数を設定します。
●FMはお住まいの地域のFM局が放送している周波数に設定してください。
●FMは最大12個、CATV 上りは最大6個登録できます。
●出荷時の値は(p.254・255)をご覧ください。

① チャンネル周波数設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「12.チャンネル周波数設定」の順番で選択します。

② FMまたはCATV 上りの選択
で「FM」または「CATV 上り」を選び、を押します。

③ 周波数の設定
でチャンネルを選び、で周波数に移動します。
で周波数を設定します。
すべてのチャンネルを設定後を押します。

204ユーザー設定

C/N測定モードの設定

C/Nの測定モードを設定します。
●モード1:JEITA「CP-5110B」のCN比測定方法と同等の値を表示します。
●モード2:チューナーから取得した信号品質からC/Nを表示します。
●モード2を選択した場合、測定画面のC/N欄に（モード2）と表示されます。
●初期設定は「モード１」です。

① C/N測定モード選択の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「13.C/N測定モード選択」の順番で選択します。

② モード1またはモード2の選択
で「モード1」または「モード2」を選び、を押します。

205

ユーザー設定

地デジ放送中継局検索※
地上デジタル放送の中継局を検索して一覧で表示します。
検索した中継局から送信されているチャンネルを、測定チャンネル、またはチャンネルマップに登録することができます。
また、登録した中継局は、現在の位置情報などを基準に、中継局の方向を表示することができます。
●中継局の検索の方法は、現在の位置情報を用いて近郊に位置する中継局を、最大14局検索する方法と、都道府県別に、すべての中継局をリスト表示させて検索する方法があります。

位置情報を用いた中継局の検索●位置情報が取得できた場合、中継局を検索することが可能です。
●位置情報取得が無効の場合、「位置情報取得の設定」(p.218)を参考にして位置情報取得を有効にしてください。
① 地デジ放送中継局検索の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「14.地デジ放送中継局検索」の順番で選択します。

② 最寄りの中継局を検索するを選択
で「1.最寄りの中継局を検索する。
」を選び、を押します。
位置情報を取得し、近郊の中継局を検索します。

③ 登録する中継局の選択で登録する中継局を選び、を押します。

206※中継局の一覧は、全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧を基に作成しています。

ユーザー設定

地デジ放送中継局検索 つづき④ チャンネル・放送事業者名などの確認
チャンネル・放送事業者名などを確認しを押します。

で「１.測定チャンネルに保存する。」、または⑤ 保存先の選択「2.チャンネルマップに保存する。」を選び、を押します。
●通常は、「1.測定チャンネルに保存する。
」を選択してください。
検索した中継局のチャンネルに、ほかのチャンネルを追加して登録したい場合、「2.チャンネルマップに保存する。」を選択します。
チャンネルマップに保存した場合、中継局方向表示
画面（p.28）は表示されません。

⑥ 登録名の入力

登録名を入力します。（7文字まで入力できます。）●必ず入力してください。入力しないと次の項目に移りません。

で英数字（0 〜 9、A 〜 Z、−、空白）を選び、を押し文字を入力します。
● 入力した文字を削除するときは、

「削除」
を選び、
● 登録名は、選択した中継局名が入力されています。
編集することも可能です。

登録名を入力後、でを押します。
で「確定」
を選び、を押します。
確認画面が表示され、測定チャンネルが登録されます。

207

ユーザー設定

地デジ放送中継局検索 つづき

都道府県別の中継局リストからの検索① 地デジ放送中継局検索の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「14.地デジ放送中継局検索」の順番で選択します。

② 中継局のリストを確認するを選択
で「2.中継局のリストを確認する。」を選び、を押します。

③ 地方の選択で登録する中継局が存在する地方を選び、を押します。

●沖縄県は、「九州地方」に含まれます。

④ 都道府県の選択で登録する中継局が存在する都道府県を選び、を押します。

208

ユーザー設定

地デジ放送中継局検索 つづき⑤ 登録する中継局を選択
で中継局を選び、を押します。
●都道府県から中継局を検索した場合、距離は表示されません。
̲ ̲ が表示されます。

⑥ チャンネル・放送事業者名などの確認
チャンネル・放送事業者名などを確認し、を押します。

⑦保存先の選択で「１.測定チャンネルに保存する。」または「2.チャンネルマップに保存する。」を選び、を押します。
●通常は、「1.測定チャンネルに保存する。
」を選択してください。
検索した中継局のチャンネルに、ほかのチャンネルを追加して登録したい場合、「2.チャンネルマップに保存する。」を選択します。
チャンネルマップに保存した場合、中継局方向表示
画面（p.28）は表示されません。

⑧登録名の入力

登録名を入力します。（7文字まで入力できます）
入力方法は、p.207の「⑥登録名の入力」を参照して
ください。

209

ユーザー設定

地デジ放送中継局情報の更新

地上デジタル放送の中継局は増設などで変更になることがあります。そのため、最新の中継局の情報を、当社ホームページよりダウンロードして、中継局の情報を更新する必要があります。

地デジ放送中継局情報更新ファイルのダウンロード① パソコンのデスクトップに「フォルダ」を新規作成します。
② 下記当社ホームページから最新の地デジ放送中継局情報更新ファイルをダウンロードし、デスクトップに作成した「フォルダ」に保存します。
https://www.maspro.co.jp/support/checker/index.html③ ダウンロードした「LCV4A̲RSI̲xxx.exe（xxxは更新ファイルバージョン）」をダブルクリックします。
④ 作成された「LCV4A̲RSI̲xxx（xxxは更新ファイルバージョン）
フォルダ」
をダブルクリックします。
⑤ ソフトウェア更新ファイル「RELAYSTATIONINFODATA.BIN」が表示されます。
更新の方法
地デジ放送中継局情報の更新は、市販のSDカードから、または本器をパソコンに接続して行うことができます。
下記の手順にしたがって、更新を行なってください。
SDカードのフォーマット
（初期化）（p.176）↓
地デジ放送中継局情報更新ファイルのコピー↓
地デジ放送中継局情報の更新 （p.211）●パソコンからの更新方法は、「ウェブブラウザー

による操作」の「バージョン管理」(p.241)をご覧ください。

地デジ放送中継局情報更新ファイルのコピー① パソコンのSDカードスロットに、本器でフォーマットしたSDカードを挿入します。
●SDカードのライトプロテクトスイッチはオフにしてください。
●パソコンにSDカードスロットがない場合、市販のSDカードリーダーを使用してください。
② ダウンロードした地デジ放送中継局情報更新ファイル「RELAYSTATIONINFODATA.BIN」
をSDカードにコピーします。
③ コピーが終了したらSDカードを取出します。
④ パソコンにダウンロードした地デジ放送中継局更新ファイル「RELAYSTATIONINFO
DATA.BIN」を消去します。
210

ユーザー設定

地デジ放送中継局情報の更新 つづき

地デジ放送中継局情報の更新
ご注意
地デジ放送中継局情報の更新を行うときは、付属のACアダプターを接続して本器を作動させてください。
乾電池やバッテリーパックLBP1457で作動させると、地デジ放送中継局情報の更新はできません。

① SDカードの挿入② 地デジ放送中継局検索の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「2.測定設定」⇒「14.地デジ放送中継局検索」の順番で選択します。

③ 中継局情報の更新・バージョンを確認するを選択
で「3.中継局情報の更新・バージョンを確認する。」を選び、を押します。

で「2.中継局情報を更新する。」を選び、④ 中継局情報を更新するを選択を押します。
●

で「1.現在のバージョンを確認する。
」を選び、を押すと、現在のバージョンを確認することができます。

211

ユーザー設定

地デジ放送中継局情報の更新 つづき⑤ 更新を開始する
で「はい」を選び、を押します。

地デジ放送中継局情報が更新されます。
更新後に更新後のバージョンを表示した画面が表示されます。
を押します。

212

ユーザー設定

電源タイマーの設定

オートパワーオフ、スリープ機能のON/OFFと、オートパワーオフ、またはスリープまでの時間を設定します。
オートパワーオフ機能を設定すると、入力レベルがないとき、または入力レベルの変化がないとき、設定した時間操作しないと、自動で電源OFFになります。

）（●スリープが作動すると、電源表示灯が緑点滅をします。
●スリープ中にオートパワーオフが作動すると、電源がOFFになります。
●出荷時は「OFF」に設定されています。

ご注意
ACアダプターで作動しているときは、オートパワーオフ機能は作動しません。

① 電源タイマー設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「1.電源タイマー設定」の順番で選択します。

② オートパワーオフ・スリープの選択で「1. オートパワーオフ」、または「2.スリープ」
を選び、でOFF、またはオートパワーオフ・スリープが作動する時間（5分〜 60分で5分間隔）を選びます。
を押します。
●本器の電源ボタンを短押しすると、スリープから復帰します。

設定時間 ：入力レベルがないとき、または入力レベルの変化
が な い と き、設 定 し た 時 間 操作しないと、自動で電源OFF、またはスリープになります。
OFF：オートパワーオフ、またはスリープ機能は作動しません。
（常時電源ONになります）

213

ユーザー設定

各種音量の設定

測定レベルが変化するときの音量、キー操作や起動・終了時の音量、映像確認画面の音声のボリュームを設定します。
●レベル変動音、キー操作音、起動・終了時音は、出荷時では「OFF」に設定されています。
●「方位センサー校正」の校正終了音は、キー操作音の設定を反映します。
●音声ボリュームは、出荷時では「３」に設定されています。
① 音量設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「2.音量設定」の順番で選択します。

② 各種音量の設定で「設定する項目」を選び、で各種の音量を選びます。
を押します。
OFF ： 各種の音がオフになります。
： 各種の音が小になります。
小： 各種の音が大になります。
大1 〜 5： 映像確認時の音量のボリュームです。
値が大きいほど、音量が大きくなります。

214ユーザー設定

日時の手動設定・表示タイプ設定

日時の手動設定と、画面右上に表示される日時の表示タイプを設定します。
●出荷時は「2020/1/1 0:00」に設定されています。
●表示タイプは、出荷時では「タイプ1」に設定されています。

① 日時表示設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「3.日時表示設定」の順番で選択します。

②日時手動設定、または表示タイプの選択
で「1. 日時手動設定」、または「2.表示タイプ」
を選び、表示タイプの場合、で「タイプ１」または「タイプ2」を選び、を押します。
表示タイプについて
タイプ1 ： 日付と時刻が表示されます。
タイプ2 ： 西暦と日付が表示されます。

③日時の設定(1.日時手動設定を選択したとき)で各項目を選び、で値を設定します。

設定が終了したら、を押します。

ご注意
日時を手動設定にした場合、本器の電源をOFFにするまで、設定した日時から時間が経過し表示されます。
本器の電源をOFFにして、次回電源をONにしたとき、地上デジタル、BS・110°
CS、スカパー！
プレミアムの各チャンネルの放送波から日時情報を取得し、強制的に現在の時刻に再設定されます。
●スカパー！プレミアムはスカパー！プレミアムサービスの略です。

215

ユーザー設定

映像確認画面の各種表示の設定「映像確認」画面表示のとき、バンド・衛星、チャンネル番号、放送局名の情報の表示/非表示と、レベル、
MER・C/N、BERの測定値の表示/非表示、「映像確認」画面を表示している時間を設定します。
●映像確認時、「映像確認表示時間」で設定した時間を経過すると、元の測定画面に戻ります。
●出荷時は、チャンネル情報表示は「有効」、測定情報表示は、「無効」に設定されています。
●「映像確認表示時間」の出荷時は、「5分」に設定されています。

① 映像確認設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「4.映像確認設定」の順番で選択します。

②チャンネル情報表示、測定情報表示、映像確認表示時間の選択
で「1.チャンネル情報表示」、「2.測定情報表示」、「3.映像確認表示時間」のいずれかを選び、
で
「有効」
または
「無効」
、
「3.映像確認表示時間」の場合、映像確認画面の表示時間を選びます。
を押します。

「1.チャンネル情報表示」で設定します。
映像確認画面に、バンド・衛星、チャンネル番号、放送局名を表示します。

「2.測定情報表示」で設定します。
映像確認画面に、レベル、MER・C/N、BERの測定値と、OK・NGマークを表示します。
表示例

216

ユーザー設定

映像確認チャンネルの設定

スカパー！プレミアムを測定しているときに「映像確認」
画面で表示されるチャンネルの登録をします。
●出荷時は、「J13・J8」に設定されています。

① 映像確認チャンネル設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「5.映像確認チャンネル設定」の順番で選択します。

② 映像確認をするチャンネルを選択で設定する衛星を選び、で映像を確認するチャンネルを選びます。
を押します。

●スカパー ! プレミアムはスカパー ! プレミアムサービスの略です。

217

ユーザー設定

位置情報取得の設定

位置情報取得の有効・無効を設定します。
「有効」
を選択することで、位置情報を取得します。
●出荷時は、「有効」に設定されています。

① 位置情報取得設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「6.位置情報取得設定」の順番で選択します。

② 有効を選択で「有効」を選び、を押します。
位置情報の取得を開始します。
●位置情報の取得中は、マークが点滅します。

③ 位置情報の取得結果を表示
位置情報取得後、緯度・経度の取得結果を表示します。
●位置情報の取得に成功した場合、画面上部にマークが表示されます。
●位置情報の取得成功後、位置情報の取得ができな

くなると、が点滅します。その後、位置情報の取得ができない状態が続くと、点灯に変わります。
ご注意●屋内や、ビル影などで空が広く見渡せない場所では、位置情報が受信できなかったり、受信に時間がかかったりする場合があります。
屋外の空が広く見渡せる場所で受信をしてください。
●位置情報は、測位したGPSなどの衛星より受信します。
衛星の測位情報を本器に保存することで、位置情報の取得が早くなります。
衛星の測位情報は電源のOFFなど、位置情報の取得できない状態が数時間続くと消去されます。
位置情報の取得が完了すると、衛星の測位情報を本器に保存します。
この情報を使用することにより、次回の位置情報を早く取得できます。
218ユーザー設定

ネットワークの設定

本器をネットワークに接続するための設定をします。
［「ブラウザーによる操作」(p.233)を行うときに設定してください］●出荷時は、IPアドレス「192.168.000.001」、サブネットマスク「255.255.255.000」、

デフォルトゲートウェイ「000.000.000.000」に設定されています。
① ネットワーク設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「7.ネットワーク設定」の順番で選択します。

② 変更する項目の選択
で「1.IPアドレス」、「2.サブネットマスク」、「3.デフォルトゲートウェイ」のいずれかを選び、を押します。

③ 値の設定で値を変更し、を押します。

219

ユーザー設定

方位センサーの校正

方位センサーの校正を行います。
方位センサーの校正を行うことで、アンテナ方向調整の中継局・衛星方向表示の精度を向上できます。
① 方位センサー校正の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「3.機器設定」⇒「8.方位センサー校正」の順番で選択します。

② 校正を開始する

校正方法を確認後を押します。

方位センサーの校正が開始されます。
ご注意●方位センサーは周囲環境などの影響によって、大きく変動することがあります。
●測定時の電源系統を使用して校正を行なってください。
電源系統が異なる場合、方位表示の誤差の原因となる※ことがあります。
※ 例）
ACアダプターで校正を行い、乾電池で測定を行うと、方位の表示に誤差が出る場合があります。

③ 校正中④ 方位の表示を確認

校正の時間をバーグラフでお知らせします。
バーグラフが変化している間は、本器を手に持ち、上下左右・斜め方向に回転させてください。
校正の終了は音でもお知らせします。
ご注意
本器をキャリングケースに入れて校正する場合、必ず本器に飛出し防止ベルトを取付け、キャリングケースのふたを閉めてください。
ふたが開いていると、本器が落下して故障の原因となります。

校正終了後、画面に表示されている方位を確認し、を押します。
確認画面が表示されますから、を押します。
220

で
「はい」
を選択し、

ユーザー設定

視聴制限の設定

年齢制限のある番組を視聴する場合、視聴年齢を設定します。
●暗証番号が設定されていない場合、年齢制限は設定できません。
●出荷時は「未設定」に設定されています。

① 視聴制限設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「4.視聴設定」⇒「1.視聴制限設定」の順番で選択します。
●ご購入後、暗証番号を設定していない場合、確認画面が表示されます。

「暗証番号の設定」(p.222)を行なってください。

② 暗証番号を入力
で暗証番号を入力し、を押します。

③ 視聴年齢を設定
で年齢を選び、を押します。
●4 〜 20歳と無制限が選択できます。

221

ユーザー設定

暗証番号の設定

視聴年齢を設定するときや、初期化をするときに使用する暗証番号を設定します。
●出荷時は設定されていません。

① 暗証番号設定の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「4.視聴設定」⇒「2.暗証番号設定」の順番で選択します。

② 暗証番号を入力
で暗証番号を入力し、を押します。
●上段の暗証番号の一番右の桁でを押すと、カーソルが下段の暗証番号（再入力）の一段左の桁に移動します。

③ 視聴年齢を設定
で年齢を選びを押します。
●4 〜 20歳と無制限が選択できます。

222

ユーザー設定

受信メールの確認・削除

放送波より受信したメールの確認・削除を行います。
① 受信メール確認の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「4.視聴設定」⇒「3.受信メール確認」の順番で選択します。

② 受信メールを選択
で確認・削除したいメールを選び、を押します。
●一度も確認したことがないメールは、

が表示

されます。

③ メール確認・削除

メールを確認する場合
でスクロールして本文を確認します。
で「戻る」を選び、を押します。

メールを削除する場合
で「削除」を選び、を押します。

メールが削除されます。
●メールは最大10件保存されます。

223

ユーザー設定

契約情報の更新

BS・110°
CS放送の有料放送の契約情報を更新します。
① 契約情報更新を選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「4.視聴設定」⇒「4.契約情報更新」の順番で選択します。

② ACアダプターを接続する
本器DC24V端子にACアダプターのプラグを接続します。

③ アンテナへ給電するかを選択
で「はい」または「いいえ」を選び、を押します。

④ 更新を開始する
で「はい」を選び、を押します。
更新を開始します。

●更新を中止したい場合、電源ボタンを長押ししてください。

更新が中止され、電源が切られます。
更新を中止した場合、再度、契約情報更新を行なってください。
224ユーザー設定

バッテリー状態と使用可能時間の確認

バッテリー状態の確認の方法
新品のバッテリーパックLBP1457の容量を基準とし、接続されているバッテリーパックLBP1457の容量を表示します。（新品の状態を100%としています）●バッテリーパックLBP1457は消耗品のため、交換の目安としてください。
●バッテリー初回接続時や、交換した場合は、バッテリー容量のデータが必要です。以下の手順でデータを収集します。
1.ACアダプターを接続し、充電完了状態まで充電を行います。
2.ACアダプターを取外し、バッテリーを使用し作動させます。

① バッテリー状態確認の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「1.バッテリー状態確認」の順番で選択します。

② バッテリーの状態を表示
バッテリーの状態が表示されます。
を押します。
（「5.その他」画面に戻ります）
ご注意
使用する温度環境により、バッテリーの状態が大きく変化することがあります。

使用可能時間の確認の方法
接続している別売のバッテリーパックLBP1457で使用可能な時間を表示します。
●アルカリ乾電池の場合は表示できません。
① 使用可能時間の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「2.使用可能時間」の順番で選択します。

② バッテリー使用可能時間の表示
バッテリーでの使用可能時間が表示されます。
を押します。
（「5.その他」画面に戻ります）

ACアダプターとバッテリーが接続されているとき
225

ユーザー設定

ACASチップ情報の確認

本器に内蔵されているACASチップの識別番号、ACAS番号を確認します。
① ACASチップ情報を選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「3.ACASチップ情報」の順番で選択します。

② ACASチップ情報の表示
ACASチップ情報が表示されます。

ご注意
状態が
「異常」
と表示された場合、ACASチップの故障が考えられます。
販売店に修理をご依頼ください。

226

ユーザー設定

ソフトウェアの更新方法

SDカードに保存されているソフトウェア更新ファイルから、本器のソフトウェアを更新するときに使用します。

ソフトウェアバージョンの確認の方法
あらかじめ、現在のソフトウェアバージョンを確認します。
① ソフトウェア更新を選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「4.ソフトウェア更新」の順番で選択します。

② 現在のバージョンを確認するを選択
で「1.現在のバージョンを確認する。」を選び、を押します。

③ ソフトウェアバージョンの確認
現在のソフトウェアバージョンが表示されます。
を押します。

●当社ホームページにて、最新のソフトウェア

バージョンをご確認ください。

227

ユーザー設定

ソフトウェアの更新方法 つづき

最新のソフトウェア更新ファイルを、当社ホームページよりダウンロードして、本器のソフト
ウェアを更新することができます。
ソフトウェア更新ファイルのダウンロード① パソコンのデスクトップに「フォルダ」を新規作成します。
② 下記当社ホームページから最新のソフトウェア更新ファイルをダウンロードし、デスクトップに作成した「フォルダ」に保存します。
https://www.maspro.co.jp/support/checker/index.html③ ダウンロードした「LCV4Axxx.zip（xxxはソフトウェアバージョン）」をダブルクリックします。
④ 作成された「LCV4Axxx（xxxはソフトウェアバージョン）
フォルダ」
をダブルクリックします。
⑤ ソフトウェア更新ファイル「LCV4A.IMG」が表示されます。
更新の方法
ソフトウェアの更新は、市販のSDカードから、または本器をパソコンに接続して行うことができます。
下記の手順にしたがって、更新を行なってください。
SDカードのフォーマット
（初期化）（p.176）↓
ソフトウェア更新ファイルのコピー↓
ソフトウェアの更新（p.229）●パソコンからの更新方法は、「ウェブブラウザー

による操作」の「バージョン管理」(p.241)をご覧ください。

ソフトウェア更新ファイルのコピー① パソコンのSDカードスロットに、本器でフォーマットしたSDカードを挿入します。
●SDカードのライトプロテクトスイッチはオフにしてください。
●パソコンにSDカードスロットがない場合、市販のSDカードリーダーを使用してください。
② ダウンロードしたソフトウェア更新ファイル「LCV4A.IMG」
をSDカードにコピーします。
③ コピーが終了したらSDカードを取出します。
④ パソコンにダウンロードしたソフトウェア更新ファイル「LCV4A.IMG」
を消去します。

228

ユーザー設定

ソフトウェアの更新方法 つづき

ソフトウェアの更新
ソフトウェア更新では、最大3つのファイル（アプリケーション・カーネル・FPGA）
を更新します。
更新するファイルの数により、最大3回再起動します。
ご注意●ソフトウェアの更新を行うときは、付属のACアダプターを接続して本器を作動させてください。

乾電池やバッテリーパックLBP1457で作動させると、ソフトウェアは更新できません。
●ソフトウェアの更新を行うと、現在本器に登録してあるデータ（ユーザー設定画面で設定したデータ、本器に保存した測定データ、よく使う測定モードに登録したデータ）が消去されます。

① SDカードの挿入② ソフトウェア更新を選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「4.ソフトウェア更新」の順番で選択します。

③ ソフトウェアを更新するを選択
で「２. ソフトウェアを更新する。」を選び、を押します。

229

ユーザー設定

ソフトウェアの更新方法 つづき④ ソフトウェアを更新する
で「はい」を選び、を押します。

●確認画面で、右下に場合が表示されたを押してください。

（更新中の画面が表示され、何度か再起動されます）
ご注意●ソフトウェアの更新中は、本器を操作しないでください。
●ソフトウェアの更新中は、ACアダプターの接続を外さないでください。本器が作動しなくなる可能性があります。

⑤ ソフトウェア更新の終了
ソフトウェアの更新が終了すると、「ソフトウェアの更新が完了しました。
」と表示されます。
ソフトウェアのバージョンが更新されていることを確認した後、電源をOFFにします。
ご注意
次回起動時から、更新後のソフトウェアバージョンで作
動します。

230

ユーザー設定

初期化の方法本器を初期化(工場出荷状態に戻す)するときに使用します。
① 初期化の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「5.初期化」の順番で選択します。

② 暗証番号の入力(暗証番号が設定されている場合)で設定する桁を選び、で暗証番号を入力します。
を押します。

③ 初期化の実行
で「はい」を選び、を押します。
本器が初期化されます。
●初期値は初期値一覧（p.251）をご覧ください。

231ユーザー設定

ライセンスの確認

ソフトウェアのライセンスを確認します。
① 初期化の選択
メニューから「6.ユーザー設定」⇒「5.その他」⇒「6.ライセンス」の順番で選択します。

② ソフトウェアのライセンス表示
ソフトウェアのライセンスが表示されます。
を押すとページが切換わります。
確認後

232

を押します。

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作
本器とパソコンを、市販のUSB-LAN変換アダプターとLANケーブルで接続することで、離れた場所から本器を操作したり、本器やSDカードに保存したデータをダウンロードしたりすることができます。
ウェブブラウザーで操作できる項目
本器を接続したパソコンのウェブブラウザーから次のことができます。
●本器の遠隔操作: ウェブブラウザ―を使用し、本器を操作します。

●保存データダウンロード ： 本器やSDカードに保存されているデータをパソコンにダウンロードします。
●プリントスクリーン: 表示されている測定画面などを保存できます。

●バージョン管理: ソフトウェアや地デジ放送中継局情報をバージョンアップします。

使用環境●LANケーブルを接続可能なパソコンが必要です。
●本器を接続するパソコンは、以下の使用環境が必要です。

OS：WindowsⓇ10 Home、WindowsⓇ10 Pro
CPU：64bit対応
ウェブブラウザ―：Microsoft EdgeⓇ、Google Chrome

接続方法
下のように本器のUSB端子に、市販のUSB-LAN変換アダプターを接続し、市販のLANケーブルを使用し、パソコンと接続してください。
ご注意●USBを接続するときは、まっすぐに接続してください。
●USBを接続した状態で、本器を移動しないでください。

本器の故障の原因となることがあります。

USB端子（USB Type-C）

USB-LAN変換
アダプター
（市販品）

LANケーブル（市販品）

233

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづきパソコンのネットワーク設定
本器とパソコンを接続する場合、パソコンのIPアドレス、サブネットマスクを設定する必要があります。
●本器のIPアドレス、サブネットマスクがわからない場合、「ネットワークの設定」(p.219)で、IPアドレス、サブネットマスクを確認してください。
●出荷時は、IPアドレス「192.168.000.001」、サブネットマスク「255.255.255.000」です。

設定方法
WindowsⓇ 10

Proを使用したときの画面で説明します。

①ファイル名を指定して実行を選択

タスクバーの「スタート」で、右クリックを行い、「ファイル名を指定して実行（R）」をクリックします。

クリック②ファイル名を指定して実行を選択

名前に「ncpa.cpl」と入力し「ncpa.cpl」と「OK」をクリックします。
入力
クリック

234

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづき③「イーサネットの状態」画面を開く「イーサネット」をダブルクリックします。
ダブル
クリック

④
「イーサネットのプロパティ」画面を開く「プロパティ」をクリックします。

クリック⑤「インターネット プロトコル バージョン4（TCP/IPv4）」のプロパティ画面を開く「インターネット プロトコル バージョン4(TCP/IPv4)」
をダブルクリックします。

ダブルクリック235パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづき⑥「全般タブ」を開き、ネットワークの情報を入力します。
「全般タブ」を開きます。
「全般タブ」を開く

選択
値を入力

クリック

「次のIPアドレスを使う(S)」を選択します。
本器と同一ネットワークのIPアドレス、サブネット
マスクを入力する。
●左の例は、本器のIPアドレスを初期値（192.168.000.001）で使用するときのパソコンの設定例です。
IPアドレスを「192.168.000.002」、サブネット
マスクを「255.255.255.000」と入力します。
●IPアドレスは他の機器と重複しないアドレスを入力
してください。
「OK」をクリックして画面を閉じます。

⑦ネットワーク設定関連の各画面を閉じる「イーサネットのプロパティ」画面で「OK」をクリックし、画面を閉じます。
「イーサネットの状態」
画面で
「閉じる」
をクリックし、画面を閉じます。
「ネットワーク接続」
画面の右上の×ボタンをクリックし、画面を閉じます。

クリック

236

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづき
本器へのログイン方法
ウェブブラウザ―を使用し、本器を操作することができます。
ウェブブラウザーからのログイン方法を説明します。
①ウェブブラウザーに 本器のIPアドレス：8080 を入力
ウェブブラウザ―を起動し、アドレスバーに「本器のIPアドレス：8080」を入力し、「Enter」キーを押します。
●本器のIPアドレスが初期値の場合、「192.168.0.1:8080」「192.168.0.1:8080」と入力します。

②「ユーザー名」、「パスワード」を入力「ユーザー名」と「パスワード」に、「custom」と入力し、「サインイン」をクリックします。

「custom」
クリック③ウェブブラウザ―に本器が表示され、操作が可能になる

ウェブブラウザーに本器が表示され、操作が可能になります。
画面上の各ボタンをクリックしてください。

237

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづきボタンの説明
画面左に表示される各ボタンの機能を説明します。
●機器操作（p.239）

ウェブブラウザ―から本器を操作します。
●ログアウト（p.239）

本器からログアウトします。
●ログアウトタイム（p.239）

本器から自動でログアウトする時間を設定します。
●保存データダウンロード（p.240）

本器や、SDカードに保存されている測定データを接続したパソコンにダウンロードします。
●プリントスクリーン（p.240）

測定画面をプリントスクリーンします。

●バージョン管理（p.241）

ソフトウェアや、地デジ放送中継局情報のバージョン表示や、バージョンアップ
をします。

メニューの説明
画面上部に表示されるメニューの機能を説明します。

A

B
クリック

① Aから、「1.アンテナ方向調整」、「2.単チャンネル測定」、「3.多チャンネル測定」、「4.簡易テスター」、「5.データロガー」、「6.ユーザー設定」のいずれかを選びます。
② Bから、Aに連動する項目を選びます。
③ ｢設定｣をクリックすると、設定した測定方法・バンドの測定画面や、データロガー画面、ユーザー設定
画面が表示されます。

238

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづき機器操作
ウェブブラウザーを使用し、本器を操作します。

①画面に表示されている「機器操作」ボタンをクリックします。
②実際に本器を操作するように、押したいボタンにマウスのポインターを合わせクリックします。

クリック

ログアウト
本器からログアウトします。

①画面に表示されている「ログアウト」
ボタンをクリック
します。
②確認画面が表示されますから、「OK」をクリックします。
③本器からログアウトされます。
クリック

ログアウトタイム
本器から自動でログアウトする時間を設定します。

①画面に表示されている「ログアウトタイム」
ボタンをクリックします。
②「自動ログアウト間隔」を選択します。

クリック③「設定」ボタンをクリックします。
● 設定内容は、再度ログインしたときに反映されます。

239

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづき保存データダウンロード
本器、またはSDカードに保存されているデータをパソコンにダウンロードすることができます①画面に表示されている「保存データダウンロード」
ボタンをクリックします。

②「本器⇒パソコン」、または「SDカード⇒パソコン」、のどちらかを選択します。

対象のフォルダを選択③対象のフォルダをパソコンにダウンロードする場合、「フォルダ送信」ボタンをクリックします。
対象のフォルダを本器、またはSD カードからダウンロードします。

ファイルを選択④ファイルを送信する場合、対象のフォルダを選択してファイルリスト取得横の「取得」ボタンをクリックします。
⑤「ファイル送信」
ボタンをクリックします。
対象のファイルを本器、またはSD カードからダウンロードします。
● パソコンのダウンロードフォルダに保存されます。
（保存場所は、ブラウザーの設定で変更できます）

プリントスクリーン
表示されている測定画面などを保存できます。

クリック

240

画面に表示されている「プリントスクリーン」
ボタンをクリックします。
● パソコンのダウンロードフォルダに保存されます。
（保存場所は、ブラウザーの設定で変更できます）

パソコンから操作 ウェブブラウザ―による操作 つづきバージョン管理
本器のソフトウェア、または地デジ放送中継局情報のバージョン表示や、バージョンアップをします。
●メニュー画面を表示させた状態で、バージョンアップを行なってください。
①本器のソフトウェア、または地デジ放送中継局情報のバージョンを確認します。

1. 画面に表示される「バージョン管理」ボタンをクリックします。
2. 現在のソフトウェアを確認する。

クリック②対象のファイルを選択します。

1.「ファイルの選択」
ボタンをクリックします。
2.「開く」
画面が表示されますから、本器のソフトウェア、または地デジ放送中継局情報のバージョンアップ
ファイルを選択します。
クリック③バージョンアップを実行します。

3.「開く（O）」画面が表示されます。
1.「実行」
ボタンをクリックします。
（確認画面が表示されます）
2.「OK」をクリックします。
ソフトウェアの更新が行われます。
●バージョンアップ中は、本器の操作を行わないで ください。
クリック ●地デジ放送中継局のバージョンアップ後は、バージョン確認画面が表示されます。
●ソフトウェアのバージョンアップ終了後は、正しくバージョンアップされているか確認をしてく
ださい。
241

パソコンと接続 USB接続によるファイル送受信
本器とパソコンを、市販のUSBケーブルで接続することで、本器、または本器に挿入されたSD
カードにアクセスすることが可能になり、保存された測定データをパソコンで受信したり、パソ
コンのデータを本器や、SDカードに送信したりすることができます。
●WindowsⓇ 8.1、WindowsⓇ 10 Home、WindowsⓇ 10 Proで使用できます。

接続方法

ご注意
●USBを接続するときは、まっすぐに接続してください。
●USBを接続した状態で、本器を移動しないでください。

本器の故障の原因となることがあります。

USB端子（USB Type-C）（USB Type-A）
USBケーブル（市販品）

操作方法
WindowsⓇ 10

Proを使用したときの画面で説明します。

①本器とパソコンを市販のUSBケーブルで繋ぎます。
②エクスプローラを開きます。

「PC]の下に「LCV4A」という機器が表示されます。
●LCV4Aの中の各種フォルダが表示されます。

242

その他

ACASチップについて

本器は新4K8K衛星放送を受信するための、新しい方式のプログラムを書き込んだ「ACASチップ」が搭載されています。
● 新4K8K衛星放送では、従来以上の高精細な映像コンテンツを保護するために、暗号機能が高度化された「ACASチップ」が用いられます。
●「ACASチップ」
は、有料放送の視聴制御（CAS）や無料放送の著作権保護（RMP）のために利用されています。
● NHKのBS4K放送を視聴したとき、受信機設置の連絡をしていない場合は、画面にメッセージが表示されます。メッセージは、「メッセージ消去画面」の案内にしたがって連絡いただくと消去できます。
● 受信機設置の連絡には「ACASチップ」番号が必要となります。
●「ACASチップ」
番号はユーザー設定の「ACASチップ情報」(p.226)で確認できます。
【メモ】
ACAS チップ番号：

‒

‒

‒

‒

有料放送を受信契約したときはACASチップ番号を必ず、控えてください。故障によりACAS情報が無効となり、契約済みACASチップ
番号を連絡し、契約放送局と更新手続きが必要となる場合があります。
BS4K・110°
CS4K放送の有料番組を見るには
BS4K・110°
CS4K放送の有料放送を視聴するには放送局への申し込みが必要です。
お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、必要事項をご記入のうえ、
投函してください。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。
ご注意
ACASチップが故障したときは、販売店に修理をご依頼ください。

243

その他

衛星放送サービス参考資料（2021年6月）

衛星放送サービス
衛星放送サービス名

本器の衛星表示名ページ

BS

30、52、98CS

30、52、98

JCSAT-3A

34、57、102JCSAT-4B

34、57、102

BSデジタル放送（BS、4K、8K放送）

110°
CSデジタル放送（スカパー ! 、4K放送 ）CSデジタル放送（スカパー ! プレミアムサービス ）BS・CS放送衛星
CSデジタル放送（スカパー！ プレミアム サービス）

南
東

静止衛
（赤

道上空

星軌 道

約

0k m
3 60 0JCSAT-3A（パーフェクTV ! サービス）

N-SAT-110！
（スカパー! ）JCSAT-110A
JCSAT-15!）（スカパー（スカパー ）

（2016年打上げ予定）

BSAT-3）

BSAT-4
東経128°

CSアンテナ244

JCSAT-4B（スカイサービス）

東経124°

東経110°

BS･110°CSアンテナ西その他

故障とお考えになる前に原因

症状

本器の乾電池ケースまたはバッテリー
パックのコネクターが外れている。
電源ボタンを押しても液晶表示が出ない乾電池またはバッテリーパックが消耗している。

液晶表示が見にくい

輝度が小さくなっている。

スリープ機能が作動している。
使用中に液晶表示が消えた
オートパワーオフ機能が作動している。

液晶表示が黒くなる

高温な場所で使用している。

処置
乾電池ケースまたはバッテリーパックのコネクターを確実に差込んでください。
（p.12）
すべて新しい乾電池に交換してください。
バッテリーパックを充電してください。
を押して、画面の明るさを切換えて
ください。
（p.9）
電源ボタンを押してください。
電源を入れ直してください。
作動すれば正常です。

使用温度範囲内（ 10 〜

40℃）で使用

してください。

●

を押して、衛星アンテナまたは

衛星アンテナまたはブースターに電源ブースターに電源を供給してください。
（p.18）が供給されていない。

●チューナーやテレビから電源を供給しレベルを表示しない（dBμVを表示しない）ている場合、チューナーやテレビのアン
テ ナ 給 電 電 圧 を 確 認 し て く だ さ い。
（p.139）●測定ケーブルが外れている。
●測定ケーブルが断線している。

測定ケーブルをチェックしてください。

245

その他

故障とお考えになる前に つづき
原因

症状

衛星アンテナの方向を調整してもレベル、C/N、BERが変わらない

アンテナ方向調整
レベル、MER、C/N、BERを
表示しない
レベル測定
レベルが正常に表示されない
衛星測定時
電波の出ていないチャンネル
でもレベルを表示する

VＨＦ・CATV・UHF測定時
レベルが正常に表示されない
その他の衛星測定時
C/Nを表示しない

246

処置

衛星アンテナの局部発振周波数とを 押 し て 、局 部 発 振 周 波 数 を 衛 星

測定モードの局部発振周波数が合っ

ア ン テ ナ の局部発振周波数に合わせて

ていない。

ください。
（p.193）電波の出ていないチャンネルを測定している。

電波の出ているチャンネルにしてください。

電波の出ていないチャンネルを測定している。

電波の出ているチャンネルにしてください。

ケーブル補正値が正常でない。

ケーブル補正値を正常な値にしてください。
（p.196）

BS・CSの電波は、C/Nが10 〜 20dBという低い値で伝送されているため、放送のないチャンネルでも雑音レベルを表示します。本器の故障ではありません。
測定する信号の変調方式が異なっている。
本器内部でノイズレベルが低く測れない。

変調方式を確認してください。

ノイズレベルをレベル測定範囲内（35dBμV以上）にしてください。

その他

エラーメッセージ 一覧

本器は、異常時に各種エラーメッセージを表示します。
下表は、表示されるエラーメッセージの説明です。
表示

エラー名称

エラー０１ 過電流

説明

エラー内容

過電流です。

アンテナ給電ケーブルがショートしている、または定格以上の電流が流れています。原因を取除いてからかを押し直してください。

ユーザー設定で局部発振周波数を変更した場合、測定チャンネルが測定帯域外になっています。
（エラー０２が表示されないチャンネルで測定してください）

エラー０２ 測定帯域外

衛星測定チャンネルが測定帯域外です。

エラー０３ ノイズ測定帯域外

簡易C/Nのノイズ測定周波数が測定帯域外になる
簡易C/Nのノイズ測定
周波数が測定帯域外です。 ため、簡易C/N表示ができません。

エラー０４ 保存先容量不足

測定データ保存先の空き容量がありません。

測定データの保存先が、測定データでいっぱいにな っています。測定データを、SDカードにコピーしてからデータを削除してください。
測定データのデータ消去・コピーは、p.167・169をご覧ください。

247

その他

エラーメッセージ 一覧 つづき

本器は、異常時に各種エラーメッセージを表示します。
下表は、表示されるエラーメッセージの説明です。
表示項目よく使う測定モード
エラー０５ 登録数超過

エラー内容

説明

よく使う測定モードを登録できません。

「よく使う測定モード」の 登 録 デ ー タ が い っ ぱ い になっています。
「よく使う測定モード」の登録データを消去してください。
「よく使う測定モードの消去」（p.179）をご覧ください。

●カード容量が64GB以下のSDカードを使用して

ください。

エラー０６

248

SDカード
アクセスエラー

SDカードのアクセスに失敗しました。

●SDカードがNTFS、exFATでフォーマットされている可能性があります。本器でフォーマットしてください。(p.176)●SDカードが故障しています。

エラー０７ 給電エラー

バッテリー、電池残量がリチウムイオンバッテリー、乾電池を充電または、少ないため給電できません。 交換してください。

エラー０８ 電圧低下

バッテリー電圧が低下しています。

リチウムイオンバッテリー、乾電池を充電または、
交換してください。

エラー０9 映像確認不可

映像確認を開始できません。

内部温度が高いため、映像確認機能を開始できません。
本器の電源をオフにして、内部温度が下がるまで
お待ちください。

エラー 10 映像確認停止

映像確認機能を停止しました。

内部温度が高いため、映像確認機能を停止しました。
本器の電源をオフにして、内部温度が下がるまで
お待ちください。

その他
表示

エラーメッセージ 一覧 つづき項目

エラー 11 内部温度エラー

エラー内容

説明

内部温度の異常を検知しました。

内部温度が高温になっています。
本器をシャットダウンします。
内部温度が高いため、正しく作動できません。
本器の電源をオフにして、内部温度が下がるまで
お待ちください。

エラー 12

中継局方向表示不可

中継局方向表示ができません。

表示部を上空に向けてください。

エラー 13衛星方向表示不可

衛星方向表示ができません。

表示部を上空に向けてください。

エラー 14

位置情報取得エラー

位置情報が取得できません。

衛星からの信号が受信できていないため、位置情報を取得できません。
衛 星 か ら の 信 号 が 良 好 に 受 信 で き る よ う に、
屋外の空が開けた場所に移動してください。

エラー 20

データ読込み不可

データロガーの設定ファイルや、データロガー
データを表示できません。 で取得したデータが破損していないか、また、
データを変更していないか確認してください。

エラー 21

SDカード容量不足

SDカードの空き容量がなくなりました。

SDカ ー ド に 保 存 さ れ た デ ー タ を 削 除 す る か、SDカードを交換してください。

249

その他

映像確認でのメッセージ

映像確認でのメッセージ
映像確認画面で表示されるメッセージの説明です。
表示内容

250

説明

信号が受信できません。
（E202）

アンテナからのケーブル・コネクターの接続を確認してください。

現在放送されていません。
（E203）

チャンネルを変更してください。

アンテナ線がショートしています。
アンテナとの接続を確認してください。
（E209)

本器の電源を切り、ショートの原因を取り除いてから、電源を入れなおしてください。

8K放送に対応していないため、視聴できません。

対応していない番組を選局しています。
チャンネルを変更してください。

放送チャンネルではないため、視聴できません。

非放送チャンネルを選局しています。
チャンネルを変更してください。

視聴条件によりご覧いただけません。

契約されていない番組を選局しています。
チャンネルを変更してください。

PPV番組に対応していません。

対応していない番組を選局しています。
チャンネルを変更してください。

このチャンネルはご覧いただけません。
ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ
ご連絡ください。

契約されていない番組を選局しています。
チャンネルを変更してください。

その他
大項目

初期値

一覧

項目
1.データ呼び出し・消去

1.データ管理
2.データ保存設定

項目詳細
保存データの呼出し

SD

保存データの全消去

SD

Bluetoothでファイル送信SD

画像データ(PNG)

選択

テキストデータ(CSV)

非選択

フォルダ選択自動

1.よく使う測定モード
2.測定チャンネル登録

未登録
地上デジタル

未登録

BS・110°CS(右旋/左旋)

未登録

3.チャンネルマップ登録

2.測定設定4.2K/4K8K測定
モード選択

初期値

未登録
BS(ch.1)

2K

BS(ch.3)

2K

BS(ch.5)

2K

BS(ch.7)

4K8K

BS(ch.9)2KBS(ch.11)

2K

BS(ch.13)

2K

BS(ch.15)

2K

BS(ch.17)

4K8K

BS(ch.19)

2K

BS(ch.21)

2K

BS(ch.23)

2K

110°
CS(ch.26)

OFF

110°
CS(ch.2)

2K

110°
CS(ch.4)

2K

110°
CS(ch.6)2K

110°
CS(ch.8)2K

110°
CS(ch.10)2K

110°
CS(ch.12)2K

110°
CS(ch.14)

2K
251

その他
大項目

初期値

一覧 つづき項目

4.2K/4K8K測定
モード選択

5.局部発振周波数

項目詳細
110°CS(ch.16)2K

110°CS(ch.18)

2K

110°CS(ch.20)

2K

110°CS(ch.22)

2K

110°CS(ch.24)
スカパー! プレミアム

2K

JCSAT-1C

未設定

JCSAT-2B

未設定

Superbird-B3

未設定

Superbird-C2

未設定

6.コンスタレーション表示

2.測定設定7.ケーブル損失補正

8.更新時間

9.ケーブルテレビ
チャンネル周波数

未設定

2000
補正

OFF

90MHz

0.2dB

220MHz0.3dB

770MHz

0.5dB

1000MHz

0.6dB

2000MHz

0.9dB

3224MHz

1.2dB

レベル

標準

MER・C/N

標準

BER

標準

CATV
スカパー! プレミアム光1
スカパー! プレミアム光2

設定1

スカパー! プレミアム光3
スカパー! プレミアム光4

H011

158.25MHｚ

H012

164.75MHｚ

H026

255.75MHｚ

H027

262.25MHｚ

スカパー! プレミアム光5
スカパー! プレミアム光6

H028

268.75MHｚ

H061

483.25MHｚ

スカパー! プレミアム光7

H063

496.25MHｚ●スカパー ! プレミアムはスカパー ! プレミアムサービスの略です。

252

初期値

●スカパー ! プレミアム光はスカパー ! プレミアムサービス光の略です。

その他
大項目

2.測定設定初期値
項目

10.判定値設定

一覧 つづき項目詳細

初期値

地上デジタル

レベル

下限46dBμV 上限89dBμV

地上デジタルMER

25dB

地上デジタル

BER

1.00E-7

BS(2K)

レベル

下限50dBμV 上限81dBμV

BS(2K)C/N

17dB

BS(2K)

BER

1.00E-7

110°CS(2K) レベル

下限50dBμV 上限81dBμV

110°CS(2K) C/N

14dB

110°CS(2K) BER

1.00E-7

BS(4K/8K)

レベル

下限50dBμV 上限81dBμV

BS(4K/8K)

C/N

18dB

BS(4K/8K)

BER

1.00E-7

110°CS(4K/8K) レベル

下限50dBμV 上限81dBμV

110°CS(4K/8K) C/N

13dB

110°CS(4K/8K) BER
スカパー! プレミアム

1.00E-7(QPSK) レベル
スカパー! プレミアム(QPSK)

12dB

C/N

スカパー!プレミアム(QPSK)

BER

スカパー!プレミアム(8PSK) レベル
スカパー! プレミアム(8PSK)

C/N

スカパー! プレミアム(8PSK)

下限50dBμV 上限81dBμV

BER

ケーブルテレビ(OFDM 64QAM)

レベル

1.00E-7
下限50dBμV 上限81dBμV
13dB
1.00E-7
下限46dBμV 上限89dBμV●スカパー ! プレミアムはスカパー ! プレミアムサービスの略です。

253

その他
大項目

初期値

一覧 つづき項目

項目詳細
ケーブルテレビ(OFDM 64QAM) MER
ケーブルテレビ(OFDM 64QAM) BER
ケーブルテレビ(CATV QAM 64QAM) レベル

10.判定値設定

ケーブルテレビ(CATV QAM 64QAM) MER
ケーブルテレビ(CATV QAM 64QAM) BER
ケーブルテレビ(CATV QAM 256QAM) レベル

2.測定設定254

25dB
1.00E-7
下限49dBμV 上限81dBμV
28dB
1.00E-7
下限57dBμV 上限81dBμV

ケーブルテレビ(CATV QAM 256QAM) MER

34dB

ケーブルテレビ(CATV QAM 256QAM) BER

1.00E-7なし

11.チャンネルサーチ

12.チャンネル周波数設定

初期値

ch.FM1

77.1MHzch.FM2

77.8MHzch.FM3

80.7MHzch.FM4

81.3MHzch.FM5

82.5MHzch.FM6

85.3MHzch.FM7

92.9MHzch.FM8

93.7MHzch.FM9

未設定

ch.FM10

未設定

ch.FM11

未設定

ch.FM12

未設定

その他
大項目

2.測定設定初期値

一覧 つづき項目

12.チャンネル周波数設定

項目詳細
ch.CU1

10MHz

ch.CU255MHz

ch.CU360MHz

ch.CU4

未設定

ch.CU5

未設定

ch.CU6

未設定
モード1

13.C/N測定モード選択
オートパワーオフ

OFF

スリープ

OFF

レベル変動音

OFF

キー操作音

OFF

音声ボリューム

3

起動・終了音OFF

日時手動設定2020/1/1 0:00

表示タイプ

タイプ1

チャンネル情報表示

有効4.映像確認設定

測定情報表示
映像確認表示時間無効

5.映像確認チャンネル設定JCSAT-3A

J13

JCSAT-4B

J8

1.電源タイマー設定

2.音量設定3.日時表示設定
3.機器設定7.ネットワーク設定

5分

有効

6.位置情報取得設定

4.視聴設定初期値

IPアドレス

192.168.000.001

サブネットマスク255.255.255.000

デフォルトゲートウェイ

000.000.000.000

1.視聴制限設定

未設定

2.暗証番号設定

未設定

3.受信メール確認

なし

255

規格表

その他
規格表

項目

規格

測定チャンネル

VHF：1 〜 12UHF：13 〜 62
CATV
：C13 〜 C63
CATV2※：C64 〜 C101
スカパー ! プレミアムサービス光：H001〜H106
PILOT：70、 73、７5.5、91.25、109.25、148、246、288、
298、300、301.25、349.25、450、451.25、495.25、747.25、750、753.25、765.25、771.25［MHz］
BS：1 〜 24CS：1 〜 26JCSAT-1C：1 〜 28JCSAT-2B：1 〜 16JCSAT-3A：JD1 〜 JD28JCSAT-4B：JD1 〜 JD32
スーパーバードB3 ：1 〜 23
スーパーバードC2 ：1 〜 28
CATV（上り）：10 〜 60MHz
FM：7０〜 95MHz
LTE（下り）：773〜803MHz 帯域幅10MHz、30MHz

周波数範囲

10 〜 60MHz （0.05MHz
70 〜1002MHz （0.05MHz
950〜3300MHz （1MHz

入力インピーダンス

75Ω（F型端子）

ステップ）
ステップ）
ステップ）

※本器独自のチャンネル 設 定 で す 。詳 し く は 、p .2 6 1 を ご 覧 く だ さ い 。
256 製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。

その他

規格表 つづき

規格表
項目

規格

測定レベル範囲

VHF・UHF・CATV・CATV2
無変調：30 〜 120dBμV
OFDM※1、CATV 64QAM※2：35 〜 120dBμV（1波）、35 〜 103dBμV（143波）
CATV 256QAM※2
スカパー ! プレミアム：35 〜 120dBμV（1波）、35 〜 103dBμV（143波）
サービス光
PILOT
：30 〜 120dBμV
CATV
（上り）
：30 〜 120dBμV
FM：30 〜 120dBμV
BS・CS：40 〜 110dBμV（1波）、40 〜 100dBμV
（50波）
LTE
：35 〜 120dBμV
周波数（ 10 〜
60MHz） ：30 〜 120dBμV（ 70 〜 1002MHz）
周波数（950 〜 3300MHz） ：40 〜 110dBμV

表示レベル範囲

VHF・UHF・CATV・CATV2
無変調：20 〜 120dBμV
OFDM※1、CATV 64QAM※2：18 〜 120dBμV
CATV 256QAM※2
スカパー ! プレミアム：18 〜 120dBμV
サービス光
PILOT
：20 〜 120dBμV
CATV（上り）：20 〜 120dBμV
FM：20 〜 120dBμV
BS・CS：35 〜 110dBμV
LTE：25 〜 120dBμV
周波数（ 10 〜
60MHz） ：20 〜 120dBμV（ 70 〜 1002MHz）
周波数（950 〜 3300MHz） ：35 〜 110dBμV●測定レベル範囲外の表示値は目安で、確度は保証しておりません。

レベル測定確度※1

CATV２は非対応です。 ※2±2.5dBITU-T J.83 AnnexB、Cの64QAM・256QAMに対応しています。
●スカパー ! プレミアム光はスカパー ! プレミアムサービス光の略です。

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。 257

規格表 つづき

その他
規格表

項目

地上デジタル放送の測定信号パラメーター

測定MER（C/N）範囲

規格
伝送モード
：モード2、モード3
ガードインターバル ：1/4、1/8（モード2）：1/4、1/8、1/16（モード3）
変調方式：16QAM、64QAM
階層伝送パターン ：1、3
VHF・UHF・CATV・CATV2
OFDM※１： 5〜30dB（入力信号レベルが45〜110dBμVの場合※３）※2
CATV 64QAM ：21〜35dB（入力信号レベルが50〜110dBμVの場合※３）※2
CATV 256QAM
スカパー! プレミアムサービス光：27〜35dB（入力信号レベルが50〜110dBμVの場合※３）
BS・110°CS： 8〜27dB（入力信号レベルが50〜110dBμVの場合※４）
スカパー! プレミアムサービス： 6〜20dB（入力信号レベルが50〜110dBμVの場合※４）※3

スペクトラム帯域幅6MHz（入力信号レベルが45 〜 110dBμVの場合

遅延プロファイル表示範囲⊖42 〜 126μs（モード2）（入力信号レベルが45 〜 110dBμVの場合※3）⊖84 〜 252μs（モード3）（入力信号レベルが45 〜 110dBμVの場合※3）アンテナ局部発振周波数

10.678、11.2、11.3GHz（10 〜 12GHzの範囲で、1MHzステップで任意の周波数を1つ追加設定が可能）

電圧測定範囲AC電圧

5 〜 30V（50・60Hz）

DC電圧

5 〜 20V）※1 CATV２は非対応です。
※2 ITU-T J.83 AnnexB、Cの64QAM・256QAMに対応しています。
※3 ・チャンネル間レベル差が15dB以上ある場合、レベルが低いチャンネルのレベル、MER・C/N、BER、コンスタレーション、
スペクトラム、遅延プロファイルが正確に測定できないことがあります。
・1波の場合です。入力波数によって、測定できる最大入力レベルは下がります。
※4 1波の場合です。入力波数によって、測定できる最大入力レベルは下がります。
●スカパー ! プレミアムはスカパー ! プレミアムサービスの略です。
●スカパー ! プレミアム光はスカパー ! プレミアムサービス光の略です。

258

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。

規格表 つづき・商標について

その他
規格表

項目

規格

使用温度範囲10 〜

アンテナ電源DC15V 最大400mA
DC11V 最大300mA

ブースター電源

DC15V 最大400mA

電源

DC10 〜 17V

使用電池

単2形アルカリ乾電池×10本、専用バッテリーパックLBP1457

外観寸法

118（H）×202（W）×177（D）mm（突起部含む）

質量（重量）

約2.2kg(乾電池ケース、単2形アルカリ乾電池10本使用時)
約1.6kg（乾電池ケース含む、乾電池除く）

摘要・その他

40℃ (充電が作動する温度範囲：0 〜

35℃)●専用バッテリーパックLBP1457充電機能付●地上デジタル中継局検索機能●映像・音声確認機能●中継局・衛星方向表示機能●衛星受信確認マーク表示機能●遠隔操作機能●地上デジタル受信確認マーク表示機能●データロガー機能●輝度調整機能●位置情報取得機能●データ保存機能（本体・SDカード）●USB接続ファイル送受信機能●「よく使う測定モード」登録機能（20件）●USB端子付き●Bluetoothデータ送信機能

商標について●Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC、およびSDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴ、

microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。
●MacOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
●iPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●本製品はURL、patentlist.hevcadvance.comに掲載する特許の1以上の請求項の権利範囲に含まれます。
●「Bluetooth®」は、米国Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
●記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。 259

その他

付属品・別売品

付属品
ACアダプター …………………………… 1個キャリングケース ……………………… 1個

測定用ケーブル（2m）………………… 1本

乾電池ケース（本器に装着済） ……… 1個

別売品
バッテリーパック

LBP1457

充電式のリチウムイオン電池です。
公称電圧

DC14.4V

定格容量5750mAh

外観寸法

74
（H）
×144（W）
×57（D）mm

質量（重量） 約600g

260

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。

中継コネクター

C15FA

入力端子が破損したときの交換用コネクターです。

その他

VHF･CATV･UHFチャンネル表

チャンネル
番
号

●UHF ※2●スーパーハイバンド●VHF●CATV2 (本器独自のチャンネルです)

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

チャンネル
番
号

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

チャンネル
番
号

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

チャンネル
番
号

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

1

90〜 9693

C36

300〜306303

26

548〜554551

C64770〜776773

2

96〜10299

C37

306〜312309

27

554〜560557

C65776〜782779

3

102〜108

105

C38

312〜318315

28

560〜566563

C66

782〜788７８５

4

170〜176

173

C39

318〜324321

29

566〜572569

C67

788〜794７９１

5

176〜182179

C40

324〜330327

30572〜578575

C68

794〜800

７９７

6

182〜188185

C41

330〜336333

31

578〜584581

C69

800〜806

８０３

7

188〜194

191

C42

336〜342339

32

584〜590587

C70806〜812809

8192〜198

195

C43

342〜348345

33

590〜596593

C71

812〜818815

9198〜204201

C44

348〜354351

34

596〜602599

C72

818〜824821

10204〜210207

C45354〜360357

35

602〜608605

C73

824〜830827

11210〜216213

C46

360〜366363

36

608〜614611

C74

830〜836833

12216〜222219

C47

366〜372369

37

614〜620617

C75

８３６〜842839

C48

372〜378375

38

620〜626623

C76

842〜848845

C49378〜384381

39

626〜632629

C77

848〜854851●ミッドバンド

C50

384〜390387

40

632〜638635

C78

854〜860

857

チャンネル
番
号

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

C51

390〜396393

41

638〜644641

C79860〜866863

C13

108〜114111

C52

396〜402399

42

644〜650647

C80866〜872869

C14

114〜120117C53

402〜408405

43

650〜656653

C81872〜878875

C15120〜126

123

C54

408〜414411

44656〜662659

C82

878〜884881

C16

126〜132129C55

414〜420417

45662〜668665

C83

884〜890887

C17132〜138135C56

420〜426423

46668〜674671

C84890〜896893

C18

138〜144141

C57

426〜432429

47

674〜680677

C85

896〜902899

C19

144〜150

147

C58

432〜438435

48680〜686683

C86

902〜908905

C20

150〜156

153

C59

438〜444441

49686〜692689

C87

908〜914911

C21

156〜162159

C60

444〜450447

50692〜698

695

C88

914〜920917

C22164〜170

167

C61

450〜456453

51

698〜704

701

C89

920〜926923

C62456〜462459

52

704〜710707

C90926〜932929

C63

462〜468465

53

710〜716713

C91

932〜938935

54716〜722719

C92

938〜944941

55

722〜728725

C93

944〜950947

56

728〜734731

C94

950〜956953

57

734〜740737

C95

956〜962

959●スーパーハイバンド
チャンネル
番
号

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

C23

222〜228225

C24228〜234231※1●UHF ※2
チャンネル
番
号

周波数範囲
（MHz）

中心周波数
（MHz）

13

470〜476473

58

740〜746743

C96

962〜968965

14

476〜482479

59

746〜752749

C97

968〜974971

15

482〜488485

60

752〜758755

C98

974〜980977

16

488〜494491

61

758〜764761

C99

980〜986983

17

494〜500497

62

764〜770767

C100

986〜992

989

C101

992〜998995

C25

234〜240

C26

240〜246

C27

246〜252

C28

252〜258255

18

500〜506503

C29

258〜264261

19506〜512509

C30

264〜270267

20

512〜518515

C31270〜276273

21

518〜524521

C32

276〜282279

22

524〜530527

C33

282〜288285

23

530〜536533

C34288〜294291

24

536〜542539

C35

294〜300

297

25

542〜548

545

※1
※1
※1

237
243
249

※1 デジタル伝送での有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令によるテレビチャン
ネルの割当てです。
※2 地上デジタル放送の場合、放送波の中心周波数は、中心周波数から ＋ 0.14MHzオフ
セットします。

261

その他

周波数表（BS・CS・LTE）

衛星アンテナの局部発振周波数によって、出力される信号の周波数（中心周波数）は、表のようになります。
衛星名

受信する放送BSAT-3(BS)※

BS

BSAT-4(BS)※BS
4K8K放送N-SAT-110
(CS)※

スカパー!

JCSAT-110
(CS)※

スカパー!
4K放送

衛星アンテナの局部発振周波数 偏波（GHz）10.678右旋
円偏波チャンネル配列

チャンネル配列
1049.48 1087.84 1126.20 1164.56 1202.92 1241.28 1279.64 1318.00 1356.361394.72 1433.08 1471.44
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23
2

左旋
9.505 円偏波10.678

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1550

右旋
円偏波

ND26

1613 1653 1693 1733 1773 1813 1853

1893 1933

1973

2013 2053

ND2
2

ND16
16

ND20

ND22

ND4

ND6

ND8
8

ND
10
10

ND12

ND14

ND18
18

JCSAT-3A
スカパー! プレミアム 11.2
サービス
JCSAT-4B

水平
偏波
垂直
偏波
水平
偏波

ND25
2

スカパー! プレミアム 10.678
サービス

1068

ND3

ND5
8

ND7
10

ND9

ND11

ND13
16

ND15
18

ND17

ND19

ND21
24

ND23

1108

1148

1188

1228

1268

13081338136813981428145814881518

K-3
K-1
K-5
K-7
K-9
K-11
K-13 K-15 K-17 K-19 K-21 K-23 K-25 K-27
[JD17] [JD19] [JD21] [JD23] [JD25] [JD27][JD1] [JD3] [JD5] [JD7] [JD9] [JD11] [JD13] [JD15]
K-2
K-4
K-6
K-8
K-10 K-12 K-14 K-16 K-18 K-20 K-22 K-24 K-26 K-28
[JD18] [JD20] [JD22] [JD24] [JD26] [JD28] [JD2] [JD4] [JD6] [JD8] [JD10] [JD12] [JD14] [JD16]

1088

1128

1168

1208

1248

1288 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533

1068 1098 1128 1158 1188 1218 1248 1278 1308 1338 1368 1398 1428 1458 1488 1518
K-1 K-3 K-5 K-7 K-9 K-11 K-13 K-15 K-17 K-19 K-21 K-23 K-25 K-27 K-29 K-31
[JD17] [JD19] [JD21] [JD23] [JD25] [JD27] [JD29] [JD31] [JD1] [JD3] [JD5] [JD7] [JD9] [JD11] [JD13] [JD15]
K-2
K-4
K-6
K-8 K-10 K-12 K-14 K-16 K-18 K-20 K-22 K-24 K-26 28
30
32[JD18] [JD20] [JD22] [JD24] [JD26] [JD28] [JD30] [JD32] [JD2] [JD4] [JD6] [JD8] [JD10] [JD12] [JD14] [JD16]1083 1113 1143 1173 1203 1233 1263 1293 1323 1353 1383 1413 1443 1473 1503 1533
1590

1630 1670 1710 1750 1790 1830 1860 1890 1920 1950 1980 2010 2040

K-3
K-1
K-5
K-9
K-7
K-11
K-13 K-15 K-17 K-19 K-21
K-23 K-25 K-27
[JD19] [JD21] [JD23] [JD25] [JD27] [JD1] [JD3] [JD5] [JD7] [JD9] [JD11] [JD13] [JD15][JD17]
K-2
K-4
K-6
K-8
K-10
K-12 K-14 K-16 K-18 K-20 K-22 K-24 K-26 K-28
[JD18][JD20][JD22][JD24][JD26][JD28] [JD2] [JD4] [JD6] [JD8] [JD10] [JD12] [JD14] [JD16]

水平偏波1610 1650

垂直
偏波

1690

1730

1770

1810 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055

1590 1620 1650 1680 1710 1740 1770 18001830 1860 18901920 1950 1980 2010 2040
K-1

JCSAT-4B

K-2

水平
偏波
1000

ND1

2726 2766 2806 2846 2886 2926 2966 3006 3046 3086 3126 3166 3206

垂直偏波
JCSAT-3A

24

ND24
24

左旋
9.505 円偏波
垂直
偏波

22

2241.66 2280.02 2318.38 2356.74 2395.10 2433.46 2471.82 2510.18 2548.54 2586.90 2625.26 2663.62

K-3

K-5

K-4

K-7

K-6

K-9

K-8

K-11 K-13

K-10 K-12

K-27 K-29 K-31
K-15 K-17
K-19 K-21 K-23 K-25
[JD1] [JD3] [JD5] [JD7] [JD9] [JD11] [JD13] [JD15]
K-16 K-18 K-20 K-22 K-24 K-26 K-28 K-30 K-32
[JD2] [JD4] [JD6] [JD8] [JD10] [JD12] [JD14] [JD16]

K-141605 1635 1665 1695 1725 1755 1785 1815 1845 1875 1905 1935 1965 1995 2025 2055
1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200
[MHz]

LTE（700MHz・下り帯域のみ）
チャンネル配列

放送名
LTE

778
773

262

788
783

798
793

803[MHz]263

264

その他 保証書

LCV4A

見本
見本
265

製品向上のため 仕様･外観は変更することがあります。

2K57-583

SY(TK)•23-6583-6T

MAR., 2022

266