คำ�ตอบที่ ดีที่ สุดสำ�หร ับงานวดั ขนาด
พร้อมทุ กเมื อที่ คุ ณต้องการ

TH_60_050_0035I Printed in Thailand

ZEISS Stylus Portfolioร ับประก ันความแม่ นยำ�และผลการวัดที่ น่าเชื่ อถื อระบบสไตล ัสในอุ ดมคติ• มี จำ�นวนข้อต่ อน้อยที่ สุดเท่ าที่ เป็ นไปได้• แข็ งแรง• น้ำ�หนักเบา• ทนทานต่ ออุ ณหภู มิที่เปลี่ ยนแปลง้ เพื่ อใช ้ก ับอุ ปกรณ์เสริ มของแท ้ที่ ได ้ร ับการร ับรองให้ใช ้ก ับระบบว ัดของ ZEISS เท่ านันร ับประก ันถึงความแม่ นยำ�สู งสุ ด และเป็นไปตามข ้อกำ�หนดในระบบว ัดของคุ ณ

Stylus tip้ งานในการวัด ซึ่งส่ วนใหญ่ จะมี ลก“ส่ วนปลายของสไตลัส” เป็ นจุ ดแรกที่ ใช้สมั ผัสกับชิ นั ษณะเป็ นทรงกลม โดยมี 3 ปั จจัยในการพิ จารณาเลื อกใช้ดงั นี :้ ข้อกำ�หนดเฉพาะ, รู ปทรง และวัสดุว ัสดุ ที่ใช ้ทำ�ส่ วนปลายสไตล ัสซิ ลิกอนไนไตรต ์นิ ยมใช้กบั การวัดโดยทั่ ว ๆ ไป เหมาะ้ ผิ วอลู มิเนี ยมสำ�หรับใช้สแกนบนพื นเป็ นพิ เศษเซรามิ กมี ความเป็ นรู พรุ นภายในวัสดุ ที่ต่ำ�มากมี ความแม่ นยำ�สู ง ใช้สำ�หรับทำ�สไตลัส
แบบเฮมิ สเฟี ยร์ ขนาดใหญ่ (ทรงกลมครึ่งหนึ่ง และกลวง) ที่ เน้นน้ำ�หนักเบา้ ผิ วที่
แนะนำ�เป็ นพิ เศษกับการสแกนพื นหยาบ เช่ น งานเหล็ กหล่ อทังสเตนคาร์ ไบด ์มี นำ�้ หนักค่ อนข้างมาก แต่ สามารถกำ�
หนดสเปคสำ�หรับผลิ ตสไตลัสขนาดพิ เศษได้, เช่ น สไตลัสสำ�หรับการวัดเฟื องเคลื อบเพชรมี การสึกหรอที่ ต่ำ� และเกิ ดการสะสมของ้ งานมาเกาะติ ดที่วัสดุ ที่หลุ ดจากผิ วชิ น่ผิ วสไตลัสที นอ้ ยกว่ า เหมาะสำ�หรับการ้ ผิ วของวัสดุ ที่มีค่าความแข็ งไม่สแกนพื นมาก ไม่ ว่าจะเป็ นแก้วหรื อกระจกรู บี ้ (ทับทิ ม)เป็ นวัสดุ ที่นิยมใช้มากที่ สุดสำ�หรับส
ไตลัสรู ปทรงกลมในงานมาตรวิ ทยาซึ่งสามารถใช้ผลิ ตสไตลัสที่ มีขนาดเล็ กมากๆ ได้ และยังเหมาะกับการ
วัดโดยทั่ ว ๆ ไปอี กด้วย

เพชรแทบไม่ มีสกึ หรอจากการใช้งานเลย และไม่ เกิ ดการสะสมของวัสดุ ที่หลุ ดจากผิ ว้ งานมาเกาะติ ดที่ ผิวสไตลัสเลย เหมาะชิ น้ งานที่ มีความแข็ งอย่ างยิ่ งในการวัดชิ นมาก หรื อมี การเสี ยดสี ที่สูงในการสแกนก ้านสไตล ัสอะแดปเตอร ์เอ็ กซ์เทนช่ น
ั (ข ้อต่ อ)อะแดปเตอร ์เพลท

ก้านสไตลัสควรมี ความแข็ งแรง ไม่ บิดงอง่ ายเพื่ อการบันทึกค่ าวัดระหว่ างที่ มีแรงกดวัดได้อย่ างเหมาะสม โดยไม่ เกิ ดการผิ ดรู ป หรื อที่เรี ยกว่ า “ก้านสไตลัสบิ ดงอ” วัสดุ ที่ใช้ทำ�ก้าน้ ที่ หน้าตัดของก้านในแต่ ละสไตลัสและพื นช่ วงล้วนมี ผลกระทบอย่ างมากต่ อความแข็ งของก้านสไตลัส

อะแดปเตอร์เป็ นตัวเชื่ อมต่ อกับก้านสไตลัส อะแดปเตอร์จงึ ต้องมี โครงสร้างที่ เหมาะสมเพื่ อแบกรับแรงกดวัดที่
เข้ามาผ่ านทางก้านสไตลัส ได้อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพเอ็ กซ์เทนชั่น ช่ วยเซ็ ตอัพระบบสไตลัสที่ มีความซับ
ซ้อน ตัวเอ็ กซ์เทนชั่นทัง้ หมดควรแข็ งแรง น้ำ�หนัก
เบาและทนต่ อความร้อนสู งสุ ด เพราะหากใช้เอ็ กซ์เทนชั่น ที่ ไม่ เหมาะสม ย่ อมส่ งผลเชิ งลบโดยตรงต่ อความไม่ แน่ นอนในการวัดของระบบโดยรวม และทำ�ให้ค่าความถู กต้องที่ CMM จะสามารถทำ�ได้ตาม้ แย่ ลงข้อกำ�หนดนัน

การออกแบบและว ัสดุเกลี ยวของอะแดปเตอร ์อะแดปเตอร์เพลทเป็ นตัวเชื่ อมระบบสไตลัสเข้ากับชุ ดระบบเซนเซอร์ จึงถื อได้ว่าส่ วนนี เ้ ป็ นตัวประสานส่ วน้ งาน ซึ่งค่ าความแม่ นยำ�ต้อง
กลางระหว่ าง CMM และชิ นมาก่ อน เฉพาะอะแดปเตอร์เพลทที่ มีความแม่ นยำ�สู งสุ ด้ ที่ จะตรงตามข้อกำ�หนดเฉพาะของเครื่ องจักรที่เท่ านันระบุ ด้วยอะแดปเตอร์เพลทของ ZEISS ที่ ผ่านการรับรองคุ ณสามารถใช้ประโยชน์จาก CMM ของคุ ณได้อย่ างเต็ มศักยภาพเซรามิ กZEISS มี ขอ้ ต่ อที่ เป็ นเกลี ยวหลายขนาด ที่ ทำ�จากไททาเนี ย้ อยู่ กบมอัลลอยด์ที่แข็ งแรงมาก ขึนั ระบบการวัดที่ ใช้แข็ งมากแต่ มีนำ�้ หนักเบา จึงแนะนำ�เป็ นพิ เศษเพื่ อใช้กบั ก้านสไต
ลัสที่ ยาวและน้ำ�หนักกลายเป็ นปั จจัยที่ สำ�คัญ

M2M3M3 XXTM4M5คาร์บอนไฟเบอร์ส่ วนผสมที่ ลงตัวระหว่ างความแข็ ง น้ำ�หนัก และการขยายตัวในเชิ งเส้นเมื่ อโดนความร้อน จึงเหมาะมากกับสไตลัสที่ มีกา้ นยาวและงานที่ ตอ้ งเน้นเรื่ องการวัดมากเป็ นพิ เศษ ทัง้ ยังเหมาะกับ
การใช้งานที่ ตอ้ งอยู่ ใกล้กบั แม่ เหล็ กด้วย
ทังสเตนคาร์ ไบด ์แบบสเต็ ปข้อดี ของก้านสไตลัสที่ มีขนาดใหญ่ ในช่ วงโคน และมี ขนาดเล็ กลงในสเต็ ปของก้านถัดไปทางด้านช่ วงปลายสไตลัส เพื่ อเพิ่ มความมั่ นคงของสไตลัสในขณะที่ รกั ษาช่ วงความยาวไว้เท่ าเดิ ม(ช่ วงความยาวของก้านสไตลัสที่ ใช้ในการวัดก็ ลดลงตามไปด้วย)สไตล ัส M3 XXTสไตลัส ZEISS M3 XXT มี ความแข็ งแรงที่ สูงกว่ าสไตลัสM3 แบบทั่ วๆ ไปค่ อนข้างมาก ความแข็ งแรงนี ไ้ ด้มาจาก
ตัวฐานของอะแดปเตอร์ ทำ�จากวัสดุ ไททาเนี ยมอัลลอยด์และขนาดเส้นผ่ านศู นย์กลางที่ ใหญ่ ขนึ ้ 1 มม.

ทังสเตนคาร์ ไบด ์แบบตรงการสึกหรอหรื อการสะสมของว ัสดุ ที่หลุ ดออกมา้
จากผิ วชิ นงานถึงจะเป็ นหัววัดคุ ณภาพสู ง ก็ ยงั มี โอกาสที่ จะเกิ ดการสึกหรอ จึงจำ�เป็ นต้องมี ตรวจสอบอย่ างสม่ ำ�เสมอ นี่ เป็ นวิ ธีที่จะป้ องกันผิ ดพลาดที่ จะส่ งผลต่ อค่ าความถู กต้องในการวัดสิ่ งที่ เราทำ�ได เ้ กี่ ยวก บัเรื่ องนี ้คำ�แนะนำ �จากผู เ้ ชี่ ยวชาญของเราส่ วนผสมที่ ดีระหว่ างน้ำ�หนัก ความแข็ ง และการขยายตัวในเชิ งเส้นเมื่ อโดนความร้อน เป็ นก้านสไตลัสที่ ออกแบบสำ�หรับใช้งานง่ ายๆ และสำ�หรับงานที่ ตอ้ งการความยาวของก้านสไตลัสมากที่ สุดความสำ�ค ัญเมื่ อประกอบเข้ากับระบบสไตลัส บริ เวณข้อต่ อต้อง
สะอาด เพื่ อเพิ่ มแรงดึงสู งสุ ดไม่ ว่าจะเป็นสไตล ัส อะแดปเตอร ์เพลท หรื อเอ็ กซ์เทนช่ นั : คุ ณจะใช ้ระบบว ัด
ของ ZEISS ได ้อย่ างคุ ้มค่ าที่สุ ดหากใช ้ร่ วมก ับอุ ปกรณ์
เสริ มของแท ้ของ ZEISS้เท่ านันขอข ้อมู ลส่ วนประกอบที่
เหมาะสมก ับระบบสไตล ัสของคุ ณได ้จากเว็บ ZEISSMetrology Shop:

shop.metrology.zeiss.com

ZEISS REACH CFX มี ผลกระทบต่ อค่ าความไม่ แน่ นอนในการว ัดของCMM น ้อยกว่ า 5 เท่ าเมื่ อเที ยบก ับไททาเนี ยม้ - เนื่ องมาจากความแข็ งที่ เพิ่ มขึน้ ทำ�ให้สามารถทำ�การ•	ผลหลิ ตเพิ่ มขึน้ อย่ างมี นย้ งานได้เร็ วขึนสแกนชิ นั สำ�คัญ ในขณะที่ ยงั รักษาระดับความถู กต้องได้เท่ าเดิ ม•	เหมาะกับทุ กสภาพแวดล้อมในการวัด เพราะสามารถต้านทานอุ ณหภู มิ้ที่ เปลี่ ยนแปลงได้มากขึน• สามระดับความถู กต้อง - ทางออกที่ ใช่ สำ�หรับ CMM

้ 30% เนื่ องจากอะแดปเตอร์เพลทที่ ถูกผลิ ตให้มีความ•	เปลี่ ยนสไตลัสเร็ วขึนแม่ นยำ�สู ง และผ่ านการับรอง•	หลี กเลี่ ยงข้อผิ ดพลาดในการทำ�งานและการวัดที่ ไม่ ถูกต้อง ซึ่งเป็ นเพราะมีID ชิ ปอยู่ ภายใน้ เพราะมี จุดรับแรงที่ ละเอี ยด•	รบั ส่ งข้อมู ลได้ดียิ่งขึน•	ลดเวลาที่ ใช้วดั ลงถึง 70% ด้วยการใช้ฟังก์ชน
ั FlyScanเอ็ กซ์เทนช่ นั ใด ที่ เหมาะก บ
ั CMM
ที่ สุ ดใช ้ CMM ให้เต็ มประสิ ทธิ ภาพได ้ในท นั ทีเอ็ กซ์เทนช่ นของเราัอะแดปเตอร เ์ พลทของเรา