グリーン成長戦略関連
TO ADKK 製品紹介

脱炭素社会の実現に向けた製品ラインアップ
水素製造プラント・水素発電・アンモニア発電・バイオマス発電など、カーボンニュートラルに必要なさまざまなプロセスにおいて、当社独自技術によるソリューションを提供します。
LNG 火力発電／水素発電

LNG運搬船pH 計

電気伝導率計ボイラー
サンプリング装置

ガス検知器

ガス分析装置水素運搬船
アンモニア貯蔵タンク
CO2 運搬船
製鉄所

水素製造プラント
アンモニア運搬船
水素貯蔵タンク

アンモニアプラント
原子炉／高温ガス炉

アンモニア発電水素ステーション

半導体工場

バイオ燃料工場

メタネーションプラント（メタン改質）CO2 地中貯留（CCS）

アンモニア水測定

アンモニアガス測定

アンモニア水測定装置

レーザー式ガス分析計

XAT-300(S)LS25

バイオマス発電

凡

電気

水素

住宅・ビル
太陽光パネル例

アンモニアCO₂

https：//www.toadkk.co.jp/

CO2 の分離・回収設備やメタネーションプラント、水素 製造プラントのガス分析に

CO2の分離・回収にpH・ORP測定

電気伝導率測定

工業用pH/ORP計

工業用電気伝導率計

HBM-160B/162B（4線式）

WBM-160（4線式）◆多機能現場設置型pH計◆電極特性の良否を自動判定◆最大4点の警報（調節）出力機能付き◆測定範囲 ： pH ： pH -1〜pH 15
ORP : -2000〜+2000mV■本質安全防爆型 SHBM-161もラインアップ
防爆規格ExiaⅡCT4（ツェナーバリア組合せ）◆多機能現場設置型電気伝導率計◆2回路の伝送出力、RS-232C出力（オプション）◆測定範囲 ： 最小 0〜0.2μS/cm： 最大 0〜20mS/cm■本質安全防爆型 SWBM-161もラインアップ
防爆規格ExiaⅡCT4（ツェナーバリア組合せ）

生成ガス分析に水の電解（精製水監視）に水素製造プラント

H2 測定

CO2/CO/CH4 測定

O2測定

抵抗率測定

熱伝導度式ガス分析計

非分散赤外線式ガス分析計

磁気ダンベル式ガス分析計

抵抗率計

EL3060 − Caldos27

EL3060 − Uras26

EL3060 − Magnos206

AQM-100A◆1台のコントロールユニットに2台の検出器ユニットが接続可能◆1つの測定成分あたり2つのレンジ設定が可能◆測定項目 ： CO、CO2、CH4◆NDIR（非分散赤外線式ガス分析計）◆校正ガス封入の内蔵校正セルが使用可能◆測定範囲 ： CO（例：0〜7/70Vo％)
2： CO（例：0〜5/50Voll％）
4： CH（例：0〜5Vol％)◆防爆規格 ： TIIS Ex de IIB T4◆1台のコントロールユニットに2台の検出器ユニットが接続可能◆1つの測定成分あたり2つのレンジ設定が可能◆測定項目 ： O2
◆磁気ダンベル式ガス分析計
2◆測定範囲 ： O（例：0〜0.5Vol％）◆防爆規格 ： TIIS Ex de IIB ＋ H2 T4◆超純水ラインの水質監視用抵抗率計◆2回路の伝送出力、RS-232C標準装備◆測定範囲 ： 0〜20MΩ・cm◆検出器は小型2電極方式（チタン製）
純水用◆配管挿入型、
リードレスタイプ◆1台のコントロールユニットに2台の検出器ユニットが接続可能◆1つの測定成分あたり2つのレンジ設定が可能◆測定項目 ： H2
◆TCD（熱伝導度式ガス分析計）◆校正ガスはN2バランスの水素が使用可能で安全2◆測定範囲 ： H（例：0〜70Vol％）◆防爆規格 ： TIIS Ex de IIB + H2 T4
非防爆型もラインアップ。

凡 例

CO2 回収設備
アンモニアプラント
発電設備（電気）
その他設備

非防爆型もラインアップ。

非防爆型もラインアップ。
この他にも以下の項目の検討が可能。
NO、SO2、N2O、NH3等

EL3060シリーズ

EL3060シリーズ

LNG基地や排水処理・総量規制管理などに
油膜検知

窒素・りん／COD測定

油膜検知器

全窒素・全りん／COD自動測定装置

ODL-1600A

NPW-400／410◆水面上の油膜を自動検知し、油分流出を早期発見◆レーザー走査反射率測定法◆耐圧防爆型 SODL-1600もラインアップ◆水質総量規制に対応◆全窒素・全りん・ＣＯＤ（ＵＶ）の３項目を一括測定◆連続式ＵＶ計が組み込まれたNPW-410
は、水質変化が大きい場合に有効

LNG基地、ガスパイプライン、メタネーショ ンプラント、水素製造プラントのガス分析に
CH3OH（メタノール）
測定

アンモニアガス測定

アンモニア水測定

プロセスガスクロクロマトグラフ

プロセスガスクロクロマトグラフ

レーザー式ガス分析計

アンモニア水測定装置

PGC1000

PGC5000

AO2040 − LS25

XAT-300(S)◆配管直接挿入（オープンパス）型
3◆測定項目(例)：NH（アンモニア）◆Max400℃◆測定範囲：
測定レンジ：最小0〜15ppm、最大0〜2％◆煙道の両端に発信器、受信器を装着、レーザー光を照射して連続測定◆高ダスト、高温下でも使用可能◆測定項目：NH4OH（アンモニア水）◆測定レンジ(例)：0〜10％◆電位差滴定法◆自動洗浄機能により、安定した測定が可能◆ユーティリティに計装エアー不要◆He消費量は47Lボンベで年間2本◆キャリアガスH2使用可（H2測定が無い場合）◆主な測定項目(例)
LNG/LPG測定 ： CH4、C2H6、C3H8等10成分
水素製造設備 ： H2、CO2、CH4、H2O等◆検出器 ： TCD◆防爆規格 ： TIIS Ex de IIB+H2 T6

pH計SSD-1610

HDM-136A（4線式）◆小型堅牢な現場設置型◆電極特性の良否を自動判定◆故障時の自己診断機能付き◆測定範囲：pH -1〜pH 14◆ピストン式（モーター駆動）の小型検出器採用で長期安定測定が可能◆検出器は浸漬型・落し込み型・配管挿入型を準備◆RS-485、Modbus通信シス
テム対応◆1台のコントローラで複数台のオーブンの接続が可能◆主な測定項目(例)
プロパンガス中のメタノール◆測定対象 ： 気体◆検出器 ： FID◆防爆規格 ： TIIS通風式
内圧防爆fdib2G4
上記は1例です。
検出器はTCD、FPD等のご用意もありますので、カラムとの組 み 合わせでさまざまな 気体・液体の成分分析装置の検討が可能です。

pH測定

SS濃度計

アンモニア測定に

LNG・LPG測定、H2/CO2/CH4/H2O測定

上記は1例です。
この 他にも多 数 のアプリ
ケーション例がありますので、上記成分以外にもさまざまな成分分析装置の検討が可能です。

SS分測定

EL3060シリーズ

上記は1例です。
この他にも以下の項目の検討が可能です。
HCl、HF、H 2 S、HCN、CO、CO 2 、
H 2 O、CH 4 、O 2 、NO、N 2 O、C 2 H 2 、C3H6

発電設備（LNG火力発電・水素発電・ アンモニア発電・バイオマス発電）に

漏洩ガス検知に
ガス検知警報器

ボイラー水の水質監視

ボイラー水の水質監視プロセス自動滴定装置

ボイラーサンプリング装置

電気式イオン交換装置

シリカ計

STX-PA（拡散式）

SH-1003PA
（吸引式）

BSC

EAR-100

XAT-300◆さまざまな機能を搭載(4-20mAアナ
ログ出力、2段警報接点、エラー接点)◆検知対象ガス名・濃度をLCDにて表示◆バイパスフローの採用で、吸引速度2倍(当社比)◆さまざまな機能を搭載(4-20mAアナログ出力、2段警報接点、エラー接点、ブザー)◆さまざまな毒性ガスに対応◆熱分解ユニット(オプション)を取り付けることにより、三フッ化窒素(NF 3 )・パーフルオロカーボン(PFC)検知も可能◆自己診断機能搭載(吸引流量低下、断線等)◆pH◆電気伝導率搭載水質計 ◆カチオン樹脂筒または電気式イオン交換装置を使用した酸電気伝導率◆低濃度溶存酸素◆電気により試料水中のアルカリを連続除去するため、これまでのようなカチオン樹脂の交換作業が不要◆最大pH10.1（アンモニア）まで対応◆従来装置（カチオン樹脂 方 式 )とパ ネ ル 寸法に互換性があるた
め、更新が容易。
◆メンテナンスは、年1回の膜交換と水質に応じたフィルター交換のみ◆ボイラー・純水中のシリカ（SiO 2 ）
濃 度 を 精 度 良く測定
◆モリブデン青吸光光度法◆極低濃度用、低濃度用、高濃度用の３機種を用意

バイオニクス機器製品

バイオニクス機器製品