COMPROBADOR DE AISLAMIENTO/CONTINUIDAD DIGITAL
KEW 3551 / 3552 / 3552BT

6 rangos de prueba de resistencia de aislamientoCompletamente protegido contra
conexión accidental a un circuito activo.

Estado de aislamiento
el indicador permite una
evaluación más rápida deAprobado/Rechazado
Alto(Aprobado)

Bajo(Rechazado)

 Velocidad de medición de clase más rápida delmundo (0,5 seg.)	6 rangos disponibles para aislamiento

Fácil de identificar la resistencia baja o altapor el color de la retroiluminación LCD.
Posible establecer diferentes valores dereferencia para cada resistencia al aislamiento, respectivamente. (3552 / 3552BT)

prueba de resistencia (50/100/125/250/500/1 000 V)

 Medición de aislamiento de hasta 40GΩ

 Prueba de aislamiento de diagnóstico: PI, DAR

Modelo estándar

KEW 3551

Con función de memoria

KEW 3552

Con memoria y función decomunicación Bluetooth®

KEW 3552BT

Con nuestra Aplicación se pueden
tomar y guardar automáticamente
las mediciones, reduciendo la necesidad de tomar notas en el terreno.
(solo 3552BT)*Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas sobre la compra de 3552BT.

Luz LED y retroiluminación de pantalla

Pruebas de aislamiento de diagnóstico

Facilita el trabajo
en un lugar pocoiluminado.
El sensor de iluminación enciende/apaga la retroiluminación LCD y elpunto de luz LED.

Polarization Index

PI

Valor de resistencia de aislamiento 10 min. después del inicio

IP=Valor de resistencia de aislamiento 1 min. después del inicio

IPCriteriosDARFunción de memoria/transferencia de datos

4,0 a 2,0Bueno

2,0 a 1,0Advertencia

1,0 o menos
Malo

Dielectric Absorption Ratio
DAR=Valor de resistencia de aislamiento 1 min. después del inicio
Valor de resistencia de aislamiento 15 segundos después del inicio

DARCriterios(disponible en KEW3552/3552BT)

4,0 o más
Mejor

El adaptador opcional 8212-USB
puede transferir memoria interna dehasta 1 000 mediciones a un PC.

1,4 o más
Mejor

1,25 a 1,0Bueno

1,0 o menos
Malo

Proporciona la máxima versatilidad con las siguientes funciones.
 edición de la resistencia de aislamiento (6 rangos)
M Medición de tensión CA/CC
 rueba de continuidad @200mA, baja resistencia
PComunicación Bluetooth®
(KEW 3552BT)

Transfiera los datos
medidos directamente ala tableta o Smartphonecompatibles.
Ahorre tiempo: es fácil
crear informes.
Disponible en el sitio de descarga gratis.

El modelo adecuado para satisfacer sus necesidades*Póngase en contacto con nosotros si tiene preguntas sobre la compra de 3552BT.

Modelo Especificaciones de KEW 3551 / 3552 / 3552BT

KEW 3551

Resistencia al aislamiento
Tensión de prueba

50V

Rango de medición(Rango automático)

4 000/40,00/100,0MΩ

Valor de escala media

2ΜΩ

100V

125V

4 000/40,00/200,0ΜΩ

4 000/40,00/
250,0MΩ

5MΩ

250V

500V

1 000V

4 000/40,00/
400,0/500,0MΩ

4 000/40,00/
400,0/2 000MΩ
/20GΩ*1

4 000/40,00/
400,0/4 000MΩ
/40GΩ*110ΜΩ

100MΩ

200MΩ

Primer rango de medición efectivo 0,100 a 10,00ΜΩ 0,100 a 20,00ΜΩ 0,100 a 25,00ΜΩ 0,100 a 50,0ΜΩPrecisión
Segundo rango de medición efectivo
Precisión
Corriente nominal

6 rangosPC
resistencia al Memoria
Bluetooth®
comunicación
aislamiento

KEW 3552
KEW 3552BT






 Accesorios

0,100 a 500ΜΩ 0.100 a 1 000MΩ

±2%rdg±2dgts
0,050 a 0.099ΜΩ
10,01 a 100,0ΜΩ 20,01 a 200,0ΜΩ 25,01 a 250,0ΜΩ

50,1 a 500ΜΩ

501 a 2 000ΜΩ 1 001 a 4 000ΜΩ

±5%rdg1,0 a 1,1mA@0,05MΩ@0,1MΩ

@0.125MΩ

@0,25MΩ@0,5MΩ

@1MΩ

7260
Cable de prueba con interruptor de control remoto

7261A
Cable de prueba conpinza de cocodrilo

Corriente en cortocircuito de salida 1,5mA máx
Ω/Continuidad*³
Rango de resistencia

40,00/400,0/4000Ω

Precisión±2,5%rdg±8dgts

Tensión a circuito abierto

5V(4 a 6,9V)

Medición de la corriente

200mA o más

9121
Correa9173
Estuche de transporte

Tensión
Rango

CA 2,0 a 600V(45 a 65Hz)CC -2,0 a -600V +2,0 a +600V

Precisión±1%rdg±4dgts

8017A
Extensión prolongada

 Accesorios opcionales

GeneralNormas aplicables
Interfaz de comunicación
Dimensiones / Peso
Fuente de alimentaciónAccesorios

Accesorios opcionales

IEC 61010 CAT III 600V / CAT IV 300V
IEC 61010-2-034, IEC 61557-1,2,4, IEC 61326-1,2-2, IEC 60529(IP40)
USB*¹, Bluetooth ® *²
97(L)x156(W)x46(D)mm / aprox. 490g(incluida la batería)
LR6/R6(AA)(1,5V) x 4
7260(Cable de prueba con interruptor de control remoto), 7261A(Cable de prueba con pinza de cocodrilo),
8017A(Prod. de extensión larga), 9173(Estuche de transporte), 9121(Correa de hombro), LR6(AA)x4,
Manual de instrucciones
7243A(sonda en forma de L), 8016(punta tipo gancho),
8212-USB(adaptador USB con "KEW Report(Software)")*¹, 9186A(Estuche de transporte), 9187
(Estuche de cable)*1 3552/3552BT solo *2 3552BT solo, Bluetooth® es una marca comercial o marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
*3 El rango de baja resistencia está protegido por un fusible incorporado (0,5 A/ 1000 V, Dia. 6,3 x 32 mm)

Advertencias deseguridad:

7243A
Sonda en forma de L
(1,650mm)

8016
Punta tipogancho

9186A
Estuche de transporte

9187
Estuche de cableUSB-8212
Adaptador
USB con"KEWReport(Software)"Lea detenida y completamente las "Advertencias de seguridad" del manual de instrucciones suministrado con el instrumento para su correcta
utilización. El incumplimiento de las normas de seguridad puede provocar incendios, problemas, descargas eléctricas, etc. Por lo tanto,
asegúrese de utilizar el instrumento con una fuente de alimentación correcta y la tensión de tensión nominal marcada en cada instrumento.

Para consultas u órdenes:

2-5-20, Nakane, Meguro-ku, Tokyo, 152-0031 Japan
Phone:+81-3-3723-0131
Fax:+81-3-3723-0152

Este folleto se creó en enero de 2024. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso.

LC_3551_3552_3552BT_2_1_Jan24_AD_es