温湿度センサユニット(ES920LRTH1)
取扱説明書

株式会社 EASEL

目次装置仕様 .................................................................................................................................... 2
LoRaWAN 仕様......................................................................................................................... 3
各部の名称 ................................................................................................................................ 4
電池交換手順 ............................................................................................................................. 6
基本動作 .................................................................................................................................... 7
データフォーマット.................................................................................................................. 7
電池寿命 .................................................................................................................................... 8
安全にお使いいただくために ................................................................................................... 9温湿度センサユニット(ES920LRTH1)は、長距離無線モジュール ES920LR と温湿度センサを組み合わせたセンサユニットです。
温湿度センサユニット(ES920LRTH1)の主な特徴として以下が挙げられます。
1. 高精度な温湿度データ
温湿度センサにセンシリオン製 SHT-21 を採用し、バラツキの少ない高精度なデータを提供します。
2. 広域ネットワーク
LoRa 長距離無線の特徴を生かし、ゲートウェイ：センサユニット = 1：N の広域スター型ネットワークの構築が可能です。
3. LoRaWAN 仕様 1.0.2 準拠
温湿度ユニット(ES920LRTH1)は、LoRaWAN 仕様 1.0.2 に準拠します。
4. 長期間のメンテナンスフリー
低消費電力化によりコイン電池 CR2450 で約 2 年(通信環境に依存します)の連続稼働が可能です。

- 1 -

装置仕様

装置仕様
項目

仕様内容

品名

温湿度センサユニット

型名

ES920LRTH1

無線方式

920MHz 帯 LoRa 変調
LoRaWAN 仕様 1.0.2 準拠

通信距離

半径 0.5～2km(通信環境に依存します)

アンテナ

ワイヤーアンテナ

測定精度

温度 ±0.5℃ 湿度 ±5%RH

LED
消費電流
電源
温度動作範囲LoRa 送信確認 : 緑
LoRa 受信確認 : 橙
通常時 : 4.5uA
通信時(ピーク時) : 45mA
コイン電池 CR2450-20 ～ +80℃
結露なきこと
幅

外形寸法

87mm

高さ 55mm
奥行 15mm

質量45ｇ※電池を除く- 2 -LoRaWAN 仕様

LoRaWAN 仕様

項目仕様バージョン
クラス仕様内容
1.0.2
クラス A
OTAA (Over the Air Activation)

アクティベート方式

ABP (Activation by Personalization)※出荷時に設定を行います。

帯域幅125kHz
78

拡散率9101112

送信出力
デフォルトチャンネルリスト

13dBm
923.2MHz
923.4MHzDR0DR1

デフォルトデータレート

DR2DR3DR4DR5

Join-Request チャンネルリスト

923.2MHz
923.4MHz

Join-Request データレート

DR2

RECEIVE_DELAY11秒

RECEIVE_DELAY22秒

JOIN_ACCEPT_DELAY15秒

JOIN_ACCEPT_DELAY26秒

MAX_FCNT_GAP

16384

ADR_ACK_LIMIT64

ADR_ACK_DELAY

32

ACK_TIMEOUT

2 ± 1秒- 3 -各部の名称

電源スイッチ

各部の名称

通気口状態表示 LED

前面

アンテナ口

上面

- 4 -

温湿度ユニット(ES920LRTH1)は、アンテナ口からアンテナを出す事ができます。
通常、アンテナはケース内部に入れていますが、ケース外部に出す事で通信品質が向上します。
[ケース内部にアンテナを入れた場合][ケース外部にアンテナを出した場合]- 5 -電池交換手順

電池交換手順温湿度ユニット(ES920LRTH1)の電池交換は以下の手順で行って下さい。
1. 電源スイッチを OFF にします。
2. ケース側面に指を添え、ケースを開けます。

3. 電池ケースを取り出します。
電池ケースが取り出しづらい場合は、ケース突起部の根元を指で押し込みながら引き出します。

4. 電池を入れ、電池ケースを戻します。

注意CR2450 以外の電池は使用しないで下さい。
電池のプラス・マイナスを間違えないように注意して下さい。
電池マイナス面が基板側になります。
5. ケースを閉じます。

- 6 -

基本動作

基本動作

1. 電源スイッチで電源を ON にします。
2. LoRaWAN アクティベート方式が OTAA の場合、Join-Request を送信します。
この時、状態表示 LED 緑が点灯します。
3. 温湿度センサから取得した温度・湿度と動作電圧を LoRaWAN ゲートウェイに送信します。
(但し、アクティベート方式が OTAA の場合は、Join-Accept を受信している必要があります。)
この時、状態表示 LED 緑が点灯します。
4. LoRaWAN ゲートウェイから ACK を受信します。
この時、状態表示 LED 橙が点灯し、直ぐに状態表示 LED 緑・橙が消灯します。
※ 3、4 の動作を一定周期(10 分周期)で繰り返します。
※ LoRaWAN ゲートウェイから ACK 受信ができない場合、送信間隔を 4 分周し、再度送信処理を行います。(10 分設定の場合は、2 分 30 秒、5 分、7 分 30 秒後に送信を行います。)

通信フォーマット

データフォーマット

温湿度ユニット(ES920LRTH1)から送信するデータのフォーマットは以下の通りです。
但し、MAC コマンドが付与される場合は FOpts 分だけデータ長が長くなります。

種別0 : 温湿度ユニット

再送回数

再送を行った場合の再送フレーム番号を示します。(0～3)
再送フレーム以外は 0 となります。

温度

温湿度センサから取得した温度を示します。
実際の温度は、℃=-46.85+175.72×温度÷216 により算出します。

湿度

温湿度センサから取得した湿度を示します。
実際の湿度は、%RH=-6+125×湿度÷216 により算出します。

電圧

動作電圧を示します。
実際の電圧は、V=1.20÷電圧×212 により算出します。

- 7 -

電池寿命

電池寿命

電池寿命は、以下の通り様々な条件で変化します。
・ACK 受信の有無
・データレート・データ長
・送信周期
下表に ACK 受信有、データレート DR2(拡散率 10)、データ長 20byte の場合の電池寿命を示します。

送信周期

送信周期(秒)

平均電流(mA)

時間

日

年

1 時間

3,6000.011

44147.0

1839.55.04

3 時間

10,8000.005

101672.7

4236.411.61※ 送信間隔が短いと電池の内部抵抗の影響で電池寿命が短くなる事があります。
※ 無線環境が悪い場合、ACK 受信待ち時間の増加、送信回数の増加、データレートの低下により電池寿命が短くなる場合があります。

- 8 -安全にお使いいただくために・安全にお使いいただくために分解、改造しない

不安定な場所に置かない●故障の原因となります。

●落下してケガをする可能性があり●感電の危険があります。

ます。

分解禁止

禁止

●本機の破損・故障の原因となります。

内部に水や異物を入れない

本ユニットの上に物を置かない●故障の原因となります。
禁止●破損・故障の原因となります。

●感電・火災の危険があります。

禁止

濡れた手で触らない

幼児やペットなどに誤って触らせない●感電の危険があります。

●大けがの原因となります。

禁止

禁止

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮されていません。
これらの機器での使用により人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

- 9 -