電源自動検査システムＰＷ-800
システム構成ガイド

2021年07月21日
パワエレ事業部

目次・Ⅰ）AC/DCコンバータ(7ch出力)システム構成例
・Ⅱ）AC/DC＆DC/DCコンバータ(5ch出力)システム構成例
・Ⅲ）電源自動検査ソフトウェアについて・Ⅳ）電源検査項目例について

Ⅰ.AC/DCコンバータ(7ch出力)
システムブロック図(例)

電源自動検査ソフト
PowerTestSite/PW-800

USB3

USB2

USB1

ドングル

USB-GPIB変換
ケーブル
USB/GP-IB変換

PW3335単相ユニット

EAL-5020 ADV

パワーメーターユニット

SYNC OUT
1539 GP-IB
薄型・多機能交流電源(単相出力) SWタイプ
310V/20A/2kVA

PW3335AC OUTmodel-800E

SC-816A
手元Box

SC-816A CONT

リップルノイズ(CH1~5)

model-519A_CONTUSB

70V 20A 100W
拡張SLOTSYNC IN

70V 50A 300W

SLOT1

シーケンスSC-860A
SLOT2コンタクトSC-840
SLOT3コンタクトSC-840

70V 20A 100W
70V 10A 50W
70V 10A 50W
DVM測定 CH16
OV電源 CH8DIO CH8

パワーメーター
CH1 Out
CH1 InINPUT1～5GP-IB

CH1CH2CH3CH4CH5
CH1～16
CH1～8CH1～8
コンタクトCH1～8コンタクトCH9～16
シーケンスCH1～3

被試験物（U.U.T）
AC/DC
コンバータ

CH6
INPUT6CH7INPUT7GP-IB

LN-1000A
120V 180A 1000W
RC-02A

LX-OP1GP-IB

LN-1000A
120V 180A 1000W
RC-02A

LX-OP1GP-IB

Ⅰ.AC/DCコンバータ(7ch出力)
外観(例)

430mm

パワーサプライテスタ
model-800E 198.2mm
430mm

パワーメータユニット
PMU3335 176mm

462.2mm(ゴム足除く)単体電子負荷*1
LN-1000A 132mm単体電子負荷*1
LN-1000A 132mm

交流電源
EAL-5020 2U（88mm）

正面

Ⅱ.AC/DC＆DC/DCコンバータ(5ch出力)
システムブロック図(例)

電源自動検査ソフト
PowerTestSite/PW-800

USB2USB3

USB1

USB-GPIB変換
ケーブル
USB/GP-IB変換

ドングル

GP-IB
model-800E

SC-816A
手元Box

SC-816A CONT

リップルノイズ(CH1~5)

model-519A_CONT

70V 50A 300W

USB
PE_SP_39
トリガ合成回路ユニット

SYNC IN

70V 20A 100W
拡張SLOT

70V 20A 100W

SLOT1

70V 10A 50W

シーケンスSC-860A

70V 10A 50W

SLOT2

DVM測定 CH16

シーケンスSC-860A
SLOT3OV電源 CH8

コンタクトSC-840

DIO CH8INPUT1～5

PW3335単相ユニット

CH1

パワーメーターユニット

CH2

PW3335CH3AC OUT

CH4パワーメーター
CH1 Out
CH1 InCH5CH1～16
CH1～8
CH1～8
コンタクトCH1～8

被試験物（U.U.T）
AC/DC
DC/DCコンバータ

EAL-5020 ADV
SYNC OUT
1539 GP-IB
薄型・多機能交流電源(単相出力) SWタイプ
310V/20A/2kVA

GP-IB

シーケンスCH4～6
シーケンスCH1～3
model-519A/20A
SYNC OUT
model-519A_CONTDC IN
DC CONTANLOG INDC OUTDC OUTDC OUT

直流電源
60V/20A/1200W

5Ⅱ.AC/DC＆DC/DCコンバータ(5ch出力)
外観(例)トリガ合成回路ユニット
PE_SP_39 50mm

430mm

パワーサプライテスタ
model-800E 198.2mm

512.2mm(ゴム足除く)パワーメータユニット
PMU3335 176mm

直流電源
124mm

交流電源
EAL-5020 2U（88mm）

DCソースコントローラ
model-519A 98mm
430mm

Ⅲ.電源自動検査ソフトウェアについて
ソフトウェア機能概要【電源自動検査ソフトウェアPowerTestSite/PW-800の概要】
Project Manager（プロジェクトマネージャ）
Project Manager は検査プログラムや検査結果（データファイル）などを一括して管理するためのソフトウエアです。 右図の画面のように様々な検査対象電源の検査プログラムを写真付きでわかりやすく表示し、検査プログラムの編集 や検査の実行を行うことができます。
また、製品がバーコードで管理されていればバーコードリーダにより読み込まれた情報をもとに、その機種の検査プ ログラムを読み込んだり起動することが出来ますので検査プログラムの間違いを排除し、同時にシリアル番号の入力 をスピーディに行なうことができます。
例として検査対象電源をデジタルカメラで写真を撮り、そのファイルをProject Manager の検査プログラムアイ コン（ボタン）に登録したものです。
このように実際の電源の写真を見ながら検査プログラム編集や検査実行を起動 することができますので、わかりやすく間違いがありません。
Editor（エディタ）
Editor は自動検査プログラムを作成・編集するためのソフトウエアですが、プログラミングの知識は全く必要ありま せん。あらかじめ用意されたスイッチ
ング電源の試験項目の中から必要な項目を選択し、テストパラメータを選択、入力するだけで容易に検査プログラムを作成することができるからです。
右の例はO.C.P.（過電流保護）機能試験項目の例となっております。このようなテンプレートが用意されており、O.C.P. 試験に必要 なパラメータを入力すればプログラム作成は終了です。他の試験項目についてもこのようなテンプレート形式でプログラムを作成するようになっております。

Ⅲ.電源自動検査ソフトウェアについて
ソフトウェア機能概要

Execute（エクスキュート）
Execute ではEditor により作成された検査プログラムを実行し、検査（測定）結果をPC のハードディスクに保存します。
右の例のようにロット番号、シリアル番号等の入力を行いスタートボタン（OK）を押すと検査を開始します。このとき、バーコードリーダを利用すればシリアル番号入力の手間を省き、バーコードリーダのスキャンと同時に検査を開始することができます。

DataView（データビュー）
DataView ソフトウエアでは検査プログラムで取得された検査結果（データファイル）の中から必要なものを抽出し、 右図のようにMicrosoft Excel のワークシートに転送することができます。
DataViewの抽出機能によりロット番号やシリアル番号、検査日時等で絞り込んだ結果をMicrosoft Excel に転送し、 Excel 側であらかじめ作成した様式で検査成績書を印刷することができます。

Ⅳ.電源検査項目例
検査項目一覧
電源自動検査ソフトウェアPowerTestSite/PW-800で実行可能な検査項目の一覧です。
12345678910111213141516171819202122232425

検査項目
ラインレギュレーション試験
ロードレギュレーション試験
クロスレギュレーション試験
ライン/ロード複合レギュレーション試験
総合レギュレーション試験
OCP機能試験
OCP調整機能
OVP機能試験
OVP調整機能
UVP機能試験
短絡試験
出力電圧調整突入電流測定
出力測定
入力測定
効率測定
起動 / 停止電圧試験
ラベル機能
バーコードリーダ対応
GP-IBコマンド送受信
変数による演算
DVM測定機能
接点出力（コンタクト）機能
DI/DO出力接点機能
シーケンス測定機能

備考
入力電圧変動
負荷電流変動
相互負荷電流変動

過電流保護機能過電圧保護機能試験
低電圧保護機能試験
増設用電子負荷のショートモードによる試験です。
AC：パワーメータユニット機能を使用 DC：model-519A測定機能を使用
電圧、電流、電力、リップルノイズ（電子負荷とmodel-800Eで測定）
AC：電圧、電流、電力（パワーメータユニット） DC：model-519A測定機能を使用

検査プログラム中のコメント
バーコードリーダが別途必要です。検査プログラムの選択・起動ができます。
GP-IB経由で各種機器をコントロールし、測定結果を取り込むことができます。
測定結果を元に各種計算を行うことができます。
DVMおよび切替器にて複数ポイントの電圧測定
接点（C接点）を使った外部へ信号出力に使用
フォトカプラの入出力を使い、外部への信号出力と入力トリガに使用
出力電圧の立上り、立下がり時間を測定