分析機器の正しい使い方

ガスクロマトグラフィー
和1

は じ め に田豊仁， 齋藤良弘

試料が固定相の液相に溶解，気化を繰り返し，キャリヤーガスとともに下流に進み，検出器に到達する。試料

ガスクロマトグラフィーは，ノーベル化学賞受賞者のが固定相に溶解，気化を繰り返す過程は，沸点やカラムMartin らが 1952 年に考案した分析手法である。その後の性質など，物理化学的な性質に依存しているため，化六十数年にわたり装置や手法の進歩，発展があり，非常合物ごとに液相に溶けている時間，気化している時間がに有力な分析手法として普及していった。ここでは，現異なる。そのため混合成分が注入されてもカラム出口に在主流となっているキャピラリーガスクロマトグラフの成分が到達する時間は異なり，分離検出ができる。検出構造と原理，およびガスクロマトグラフ（ GC）に接続器に到達した成分は，電気信号に変えられ増幅，データされる前処理装置，分析に伴う注意点等について説明す処理装置に送られる。一定の条件下では化合物を注入しる。てから，検出器に達する時間（リテンションタイム）は

2GC の構造と原理

図 1 に GC の構成図を示した。装置の上流側から流量制御部，試料気化室，カラムとカラムオーブン，検出器から成り，検出器信号を受け取るデータ処理装置が接続されている。 GC には流量制御部を介して一定流量の同じ時間になるので，標準試料と未知試料を注入し，そのリテンションタイムを比較することで定性が，ピークの大きさを比較することで定量が行える。
次に GC の各構成要素について説明する。

3

試料注入法

He, N2 等のキャリヤーガスが試料気化室に供給されてキャピラリーガスクロマトグラフィーの場合，スプいる。試料気化室と検出器の間はカラムと呼ばれる分離リット法，スプリットレス法，全量導入法，オンカラム管が接続されており，試料気化室，カラム，検出器は適法など，数多くの試料注入法がある。代表的な試料注入

当な温度に保たれている。試料気化室に注入された試料法について説明していく。

は瞬時に気化し，キャリヤーガスとともにカラムに流れこむ。カラムの中は固定相の液相（例えばシリコーンポ3･1

リマー類）が化学結合または塗布されており，気化した

スプリット法はキャピラリーガスクロマトグラフィー

スプリット法の中で最も汎用性が高く，非常に多くの分析に活用できる手法である。感度は比較的低くなるが，分離を損なわない汎用性の広い注入方法である。
図 2 にスプリット法の流路構成図を示す。注入口に注入された試料は，試料気化室で気化し，気化室の下流へ移動していく。大部分はスプリットラインから排除され，一部分のみがカラムに導入される。カラムに導入された試料はカラムで分離され，検出部を通過していく。
スプリットラインは，注入した試料の大部分を除去するもので，カラムの過負荷を防ぐ，試料気化室内の注入試料の移動速度を早くする等の役割がある。
スプリット比とは，「カラム流量とスプリット流量の
図1

ガスクロマトグラフの構成

Appropriate Usage of Analytical Instruments―Gas Chromatography.
88比」を示しており，注入試料のおよその分岐比を示している。スプリット比が高い場合（たとえば 1 : 400）は，注入試料がカラムに導入される割合が低くなり感度が低ぶんせき  下する。一方，スプリット比が低い場合（たとえば 1 :ている。

30 ）は，注入試料のカラムに導入される割合が高くな

図 3 にスプリットレス法の概念図を示す。スプリッるので感度が上昇する。よく使われるスプリット比は，ト法の流路構成図とほとんど同じであるが，スプリット

内 径 0.25 mm ～ 0.32 mm の カ ラ ム で は 1 : 50 ～ 1 : 100

ベントラインに任意の時間で開閉できる機構が付属してであるが，必要とする感度，カラムへの負荷量を考慮いる。
試料注入時の操作，キャリヤーガスの流れについて図し，最適なスプリット比を用いて分析を行う。
スプリット法で使用するガラスインサートは，通常不3 をもとに説明する。試料注入前には，図 3 の左図のよ活性化処理済みのグラスウール等の詰め物がしてある。

うに，カラム初期温度を 50～60 °C に保ち，スプリットウールの質，量，詰められた位置が異なると定量値や再ラインを閉じる。注入口に試料を注入すると，試料はイ現性などが異なる場合がある。大部分のメーカーが最適ンサート内で気化する。気化試料は，注入口インサートなウール量，位置を示しているのでそれに従うとよい。

内のキャリヤーガスにより徐々にカラムへと移動していスプリット法は比較的簡単な試料注入法である。特徴

く。このとき比較的沸点の高い成分は，カラム初期温度をよく理解して分析することでより質の高いデータが得が低いためカラム先端部で狭いバンドで濃縮される。気られる。

化した試料の大部分がカラムに導入されるのに 1～ 2 分を要する。その後，図 3 の右図のようにスプリットラ

3･ 2

インを開け，注入口インサートとカラムの接続部に滞留

スプリットレス法

スプリットレス法は，スプリット法と同じ注入口で共用できるものがほとんどである。比較的高沸点（例えばしている溶媒や試料を除去し，昇温を行い，カラム先端部分に濃縮された成分を分離検出する。

沸点 150 °C 以上）の化合物等が対象で，比較的低濃度

スプリットレス法は，分析対象濃度が低く，比較的高の試料を分析する環境分析，残留農薬分析等に活用され沸点化合物に適した分析法であり，若干の注意点はあるが，手軽に高感度分析が達成できる手法として環境分析，残留農薬分析では広く活用されている。
3･ 3

全量導入法

全量導入法は注入試料がほとんど全量キャピラリーカラムに導入される手法である。使用できるキャピラリー
カラムの内径は 0.45 mm 以上でワイドボアと呼ばれているものが主になる。カラムの長さは 25 m 以上をお勧めする。 15 m 以下の短いカラムは設定圧力が低くて使いづらいことが多い。
図 4 にワイドボアカラム専用の注入口（セプタムパー
図2

スプリット法の流路構成図

図3
ぶんせき  ジ型全量導入注入口）の構造図の一例を示した。ガラススプリットレス法の概念図
89

インサートとワイドボアカラム接続部の試料滞留を抑制

分の多さ，装置の種類により使い分ける。高分離が必要するために，キャリヤーガスの一部がカラム接続部のなら小径で長いカラムを選択し，あまり分離が必要ないパージガスとして供給される，もしくはワイドボアカラなら大径カラムを選択する。

ムがインサート下部に密着するようにインサート下部にカラムの分離に大きく影響する液相は，無極性のメチテーパーがつけてあるなどの工夫がなされているものがルシリコーン系から高極性のポリエチレングリコールほとんどである。セプタムパージ型の全量注入口を用い系，シアノプロピル系など多彩である。表 1 にカラム

ると，ワイドボアカラムにとって最適流量付近（ Heの液相種類についてまとめた。

5 mL/min 程度）のキャリヤーガス流量で使用することの性質のカラムを使うことが多い。

も可能である。
全量導入法は，注入口の構造が単純で手軽にキャピラリー分析が実現できる，優れた分析手法である。

4

分析対象化合物に類似した官能基を持つカラム，類似

5検出器

ここでは GC の検出器について説明し，ガスクロマト

キャピラリーカラム

グラフ質量分析計（ GC/MS）については別項目で説明

キャピラリーカラムは内径 0.1～0.53 mm，長さ 10～100 m 程度で非常に分離能力が高い。材質は溶融石英で，内壁は液相が化学結合されていて，外側はポリイミする。
表 2 によく使われる GC の検出器の特長の一覧を示した。

ド樹脂でコーティングされており，強度を保っているも熱伝導度検出器（ TCD ）は目的化合物とキャリヤーのが主流である。内径 0.25 mm，長さ 30 m 程度のカラガスの熱伝導度の違いを検出し，キャリヤーガス以外，ムがよく使われている。
きょう ざつ分析対象化合物により選択するが，成分数， 夾 雑成

表2

各種検出器の特長検出できる化合物の例

最小検出量の例

汎用検出器

TCD キャリヤーガス以外すべての化合物 10 ppm (10 ng)
FID 有機化合物

0.1 ppm (0.1 ng)

BID He, Ne 以外のすべての化合物

0.07 ppm (0.7 ng)

選択的高感度検出器

ECD

有機ハロゲン化合物

0.01 ppb (0.01 pg)

有機水銀化合物
硫黄化合物

FPD 有機リン化合物
有機スズ化合物

10 ppb (10 pg)

有機リン化合物

0.1 ppb (0.1 pg)
1 ppb (1 pg)

FTD

図4

セプタムパージ型全量導入ユニットの構造例

表1
極性

中極性

強極性90

最小検出量は目安で，化合物の構造や分析条件により異なる。

キャピラリーカラムの極性と液相例

カラム例

無極性

微極性

有機窒素化合物

代表的な液相名
スクアラン

SH Rtx 1 等

100 ％ ジメチルポリシロキサン

SH Rtx 5 等

5 ％ ジフェニル 95 ％ ジメチルポリシロキサン

SH Rtx 1301, 624 等

6 ％ シアノプロピルフェニル 94 ％ ジメチルポリシロキサン

SH Rtx 1701 等

14 ％ シアノプロピルフェニル 86 ％ ジメチルポリシロキサン

SH Rtx 17 等

50 ％ フェニル 50 ％ メチルポリシロキサン

SH Rtx 200 等

トリフルオロプロピルメチルポリシロキサン

SH Rtx Wax 等

ポリエチレングリコール

BPX 90 等

90 ％ ビスシアノプロピル 10 ％ シアノプロピルフェニルポリシロキサン
ぶんせき  熱伝導度の異なる化合物はすべて検出可能である。汎用性は広いが，比較的感度が低い。無機ガス等のガスの分析によく使われている。
水素炎イオン化検出器（FID）は化合物を燃焼させてイオン化し，検出するもので，非常に汎用性の高い検出

GC/MS の構成と原理

7

GC/MS は定性，定量能力に優れ，性能と操作性が大きく向上し，急速に普及している。ここでは GC / MSの構成と原理について説明する。

器である。有機物全般に感度がある（ホルムアルデヒド，ギ酸，二硫化炭素等には感度がない）。非常に安定

7･ 1で高感度な汎用検出器で，あらゆる分野で使われている。

GC と質量分析計（ MS ）で構成される。 GC と MS

バリア放電イオン化検出器（BID）は近年発売されたをつなぐインターフェースは，MS に組み込まれている。

汎用プラズマ検出器である。石英管上に高電圧を与える

GC の部分は前述した GC の基本構成とほとんど同じことで He プラズマを発生させ，カラム溶出成分が Heで，キャリヤーガス制御部，試料気化室，分析カラムとプラズマからの光エネルギーを受けてイオン化し，検出で構成される。 MS は，真空排気系，インターフェーされる。 He, Ne 以外の化合物を高感度に検出できるとス，イオン化部，質量分析部，検出部で構成される。

GC/MS の構成いう特徴がある。 TCD では検出できなかった低濃度のMS の原理を簡単に説明する。化合物を適切な方法で無機ガス等が高感度で検出できるため，今後の普及が期

イオン化し，生成したイオンを質量電荷比（m/z ）で分待される。

離して，個々の m / z のイオン量を測定することで定電子捕獲検出器（ ECD ）は，63 Ni の放射線源を使用性・定量分析する。基本構成は，イオン化部，質量分析した検出器で，有機ハロゲン化合物や有機金属化合物に部，検出部である。そして，これら全体が PC 等により高感度である。主にハロゲンを含む化合物が高感度で検電子制御されている（図 5 参照）。

出できるが，ハロゲン種，数，構造により感度が大きくa.

GC/MS における GC異なるので注意が必要である。環境分析でよく使われる。

検 出 器 に 相 当 す る MS が 高 真 空 で 動 作 す る た め ，炎光光度検出器（ FPD ）は有機リン化合物，有機硫キャリヤーガスの選択と，キャリヤーガスの流量への配黄化合物，有機スズ化合物を高感度で，高選択的に検出慮が必要になる。最適なキャリヤーガスは He である。

す る 。 燃 焼 に よ り 発 光 さ せ た P, S, Sn の 選 択 的 波 長

キャリヤーガスの流量については，真空を保てる限界はを，干渉フィルターを通して高感度に検出するものであ装置の真空排気能力により異なるため，その範囲に注意る。安定性が高く高感度で，選択性検出器の中では最もして設定されたい。

使いやすい検出器ではないかと思う。農薬，悪臭物質，b.

環境分析などによく使われている。

高真空を作り出すために，二段排気系という，真空ポ真空排気系

熱イオン化検出器（ FTD ）は有機窒素化合物や有機ンプ 2 種類を連結したものが用いられる。ロータリー

リン化合物に高感度な検出器で，加熱したルビジウム塩ポンプで，数 Pa 程度の真空，そして，ターボ分子ポンのコレクター表面付近で有機窒素化合物，有機リン化合プで 10－4 Pa オーダーの真空を作り出す。

物が分解，イオン化し検出される。高感度であるが，ルビジウム塩のコレクターが使用により消耗していくので，若干感度が変化しやすい検出器である。

6

試 料 注 入c.

インターフェース

GC と MS をつなぐ部分である。インターフェースは，GC の横壁を貫通してカラムオーブンに差し込み口が突き出る構造になっている。その差し込み口に，キャピラ
リーカラムの出口側をイオン化部の近傍まで差し込み，GC で対象となる試料は大部分が気体もしくは液体で密閉性の高いフェルールで外気の侵入を防ぎ接続していある。気体試料はマニュアル注入の場合，ガス専用シリる。インターフェース部は温度制御され，試料の吸着等ンジ（ガスタイトシリンジ）で採取し装置に注入，液体の損失を最小限に留めている。

試料の場合は液体専用のマイクロシリンジで試料を注入d.

する。液体試料は自動で試料を注入できるオートイン

GC/MS で用いられるイオン化法としては，主に電子ジェクターが広く普及している。

イオン化部イオン化（ EI ）法と補助的に化学イオン化（ CI ）法と分析によく用いられる注入量は，ガスで 0.2～1 mL，がある。 EI 法は， GC / MS の標準的なイオン化法であ

液体では 1 ～ 2 nL 程度である。注入量が多いと感度のる。高真空下でフィラメントを赤熱させ生成した電子向上は期待できるが，負荷量が多すぎて分離が悪くなる

ビームにより化合物をイオン化させる。化合物分子の電場合が多い。適切な量を注入しないとトラブルの元とな子を取り去ることにより，正のラジカルイオンが生成するので注意が必要である。

る。
M ＋ e－ → M＋ ＋ 2e－ぶんせき  91

図5

ガスクロマトグラフ質量分析計の構成と原理同時に，分子構造由来のフラグメンテーションがおこだが，感度が SIM 法に比べ劣る。SIM 法は定量のためり，分子量よりも小さい質量のイオンが生成される。マの測定であるが，感度に勝る特徴がある。測定法の概念

ススペクトルにしたときに，分子構造の推定に大いに役図を図 6(A)に示した。

立つ情報となる。 EI でのマススペクトルは，データh.

ベースが充実しており，豊富なライブラリーにより化合最近普及が進んだ，GC/MS/MS について簡単に触れ物同定の強力な武器となる。
e.

質量分析部

GC/MS/MS の測定法

る。GC/MS とイオン化部，検出部は共通であるが，質量分析部が三連四重極で，一つめと三つめの四重極

現在用いられている質量分析部の方式は複数あるが，（Q1, Q3）は同様に質量分離を行うが，二つめの四重極GC/MS の大部分で用いられている方式が四重極型であ（ Q2）は Ar ガスなどの衝突ガスを満たす機構があり，る。原理を簡単に説明すると，二対の電極に直流と高周衝突誘起解離（ collision induced dissociation : CID ）さ波の電圧を調節することで，通過できるイオンの m / zせる衝突セルである。プリカーサーイオンを CID させを絞ることができる。四重極は分解能では磁場型などのると，構造に由来した脱離を経て，プロダクトイオンが他の方式に劣るものの，小型で，廉価，操作性が良いな生成する。GC/MS/MS において定量に用いられるもっどの特徴を持つ。と も 有 用 な 測 定 法 で あ る ， MRM （ multiple reaction

検出部

monitoring）の概念図を図 6(B)に示した。プリカーサーf.

GC / MS に 使 わ れ る 検 出 器 は ， EM （ electron mul-イオンだけを Q1 にて選択して，衝突セルに導き，CIDtiplier）が主流である。イオンがぶつかると二次電子がにより生成するはずのプロダクトイオンを Q3 にて選択放出される素子を多段にすることで高い増幅度を実現しすることで，非常に選択性の高い検出が可能となる。ている。印加電圧により増幅度を変化させることができ

GC/MS の TIM 法と同様の測定では，Q1 と Q2 はすべるが，一方で増幅しすぎて振り切れることがあるため，てのイオンを通過させ，Q3 のみをスキャンさせる｛Q3

感度設定は分析の重要なポイントになる。
g.

GC/MS の測定法

GC/MS には二つの測定方法がある。全イオン検出法
TIM （ total ion monitoring ） と 選 択 的 イ オ ン 検 出 法

スキャンモード図 6(B)｝。GC/MS/MS の測定法の一覧を表 3 に示す。

8前処理機器の原理SIM（selected ion monitoring）である。TIM 法は俗称

GC, GC/MS には様々な前処理機器が接続されて使用

Scan 法とも呼ばれており，指定した範囲の m/z のイオされる。よく使われる前処理法（前処理機器）の原理とンを一定間隔で走査しながら測定し，マススペクトルを概要について説明する。

記録する測定法である。 SIM 法は定量のための測定法
で，既知の化合物のマススペクトルより特徴的なイオン8･1を 2～3 個ずつ選んで測定し，一定間隔にイオン強度を試料を封入，加熱し，密閉された容器の上部の空間記録する測定法である。 TIM 法は定性に適した測定法（ヘッドスペース）のガスを GC に導入する手法である。

92

ヘッドスペース法の原理と概要

ぶんせき  

図6

表3
測定方法
（モード)

(A)：GC/MS の二つの測定法，(B)：GC/MS/MS の測定法の一例

GC/MS/MS の測定方法一覧
Q1

衝突セル
Q2

Q3

備考

Q3 スキャン全て通過 全て通過

SCAN

定性

Q3 SIM

全て通過 全て通過

SIM

定量

プロダクトイ
オンスキャン

SIM

CID

SCAN

プロダクト
イオン確認

プリカーサー
イオンスキャ
ン

SCAN

CID

SIM

定性

ニュートラルロススキャン

SCAN

CID

MRM

SIM

CID

特定官能基
SCANのスクリー(Q1－Dm/z) ニング

SIM

定量
図7

ヘッドスペース法の原理と手順

比較的揮発性の高い成分が簡便，高感度に検出できる。
試料は液体，固体があるが，液体試料が多い。液体試料（図 8）。の場合，一定温度で一定時間保温するとヘッドスペースa.

ガスの化合物濃度が平衡状態になる。そこでヘッドス

水試料に He や N2 などの不活性ガスを通し，揮発性ペースガスを測定すると，液体試料の定量が可能となる。の VOC を追い出し（パージ），追い出された VOC をト

試料を密閉後，適切な温度，時間で保温し，ガスを一パージトラップ

ラップ管に捕集する（トラップ）。

定量採取して GC へ導入する。温度，保温時間，ガス採b.

取を自動で行うヘッドスペースサンプラーも普及しておパージトラップの際には，水分もトラップ管に捕集さり，自動化と分析精度向上に寄与している（図 7）。

ドライパージ（水分除去）れてしまうため，測定への影響が懸念される。パージト
ラップ後のトラップ管に，不活性ガスのみを流し，でき

8･ 2

パージトラップ装置の原理と概要るだけ水分を除去する。測定対象成分が脱離しない程度水中の低濃度の揮発性有機化合物（ VOC ）の高感度にドライパージを行う必要がある。測定対象成分の吸着測定に用いられる装置である。試料水にガスを通過させ，剤への保持力が低く，水との保持力の差が少ない場合にVOC をガスとともに追い出す。このガスをトラップ管は適さない手法となる。

で捕集，脱離させて分析する。トラップ管は数種の吸着c.

剤があり，対象成分により選択する。

トラップ管を加熱して VOC を脱離させ， GC や GC /前処理の過程には大きく分けて四つのステップがある
ぶんせき  

試料導入

MS に試料を導入する。脱離効率をよくするため，ト93

図8

パージトラップ法の概要

図9TD 法の概要

ラップ管を加熱脱離する際には，キャリヤーガスの方向b.

をトラップ時と反対に流す。

GC や GC/MS に導入するために，捕集管から脱離さd.

コンディショニング

不活性ガスを流しながら，トラップ管を加熱し，トラップ管内に残留した有機物を追い出す。

コールドトラップ

せた VOC を再濃縮する工程である（コールドトラップ）。吸着剤を少量充したトラップを室温より低温に冷却しておき，捕集管を加熱して VOC を脱離して，トラップで再捕集する。

8･3

加熱脱着法（thermal desorption : TD 法）

環境や室内の大気に含まれる低濃度の揮発性有機化合物（ VOC ）を，測定するために，吸着剤を充した捕集管にガスを一定量通過させ， VOC を濃縮，その後，加熱して成分を脱離，分析する手法である。

c.

試料導入

トラップを加熱して VOC を脱離し GC や GC / MS に導入する。
d.

コンディショニング

捕集管を加熱して，残留有機物を追い出すことで，再過程は大きく分けて捕集，コールドトラップ，試料導利用が可能となる。これをコンディショニングと呼び，入，コンディショニングの四つのステップがある（図 9）。

なるべく捕集直前に行うことが望ましい。捕集管の保管

a.

捕集

捕集管にポンプをつなぎ，試料ガスを通過させることには，保管場所の有機物の汚染を防止するため，外気に触れないキャップをする必要がある。

で，大気中の VOC を捕集する。捕集した体積を求めるために，積算流量計をポンプの後段に接続しておく。
94

ぶんせき  

解，抽出，クリーンアップが必要な場合もあり，装置の操作習熟のほかに，これらの前処理の習熟も必要になる。昨今，分析で要求される測定濃度はますます低濃度化してきている。そのため最適な分析条件を選ぶことのほか，装置を良い状態で維持することは非常に大切である。
参考文献1 )“ガスクロ自由自在 準備・試料導入編”，日本分析化学会（丸善）．
ガスクロマトグラフィー研究懇談会編，（2007），
図 10

8･ 4

熱分解ガス分析法の原理図2 )“ガスクロ自由自在 分離・検出編”，日本分析化学会ガス，（丸善）．
クロマトグラフィー研究懇談会編，（2007）3 )“役に立つガスクロ分析”，日本分析化学会ガスクロマトグ，（みみずく舎）．
ラフィー研究懇談会編，（2010）

熱分解ガス分析法の原理と特徴

高分子試料を，400～900 °C 程度で加熱すると分解ガスが発生する。分解ガスを GC や GC/MS に導入して分4 ) J. HGros：“マススペクトロメトリー”，日本質量分析学会，（丸善）．
出版委員会訳，（2012）

析することで，高分子のモノマー・ダイマー・トリマー

和田豊仁（Toyohito WADA）
株 島津製作所分析計測事業部グローバルア
や，高分子の構造由来の化合物の情報を得る手法であプ リ ケ ー シ ョ ン 開 発 セ ン タ ー （ 〒 252 る。分解ガスの情報を再現性良く得るためには，なるべ

1304 神奈川県秦野市堀山下 380 1 ）。愛く正確な温度で，試料を瞬間加熱することが求められ

媛大学大学院農学研究科環境化学修士課程

る。瞬間加熱させる代表的な方法として修了。農学修士。≪現在の研究テーマ≫ガフィラメントスクロマトグラフィーによる分析アプリ型，誘導（キューリー点）加熱炉型，加熱炉型（自由落ケーションの開発。≪主な著書≫“ガスク下）などがある。また，試料量を最小限（100～500 ng

ロ自由自在”（共著）（丸善）。≪趣味≫釣，旅行。

程度）として，容器（カップ）も接触反応が起こりにくい不活性な材質あるいは表面処理が求められる（図 10）。

齋藤良弘（Yoshihiro SAITO）
株 島津製作所分析計測事業部グローバルア
9

ま と め

プ リ ケ ー シ ョ ン 開 発 セ ン タ ー （ 〒 259 1304 神奈川県秦野市堀山下 380 1 ）。筑GC は非常に汎用性の高い分析機器である。試料注入

波大学第 2 学群生物学類卒。≪現在の研法，カラム，検出器，前処理機器などを選択すること究テーマ≫GC/MS による各種分析アプリケーションの開発。≪趣味≫クライミング。

で，様々な分析に活用できる。機器の特長を理解し，適切な前処理装置を活用することで効率的な分析が可能になる。また実際の試料を分析する際には，分析までに溶

原稿

募集

トピックス欄の原稿を募集しています

ことは御遠慮ください。又，二重投稿は避けてください。

内容：読者の関心をひくような新しい分析化学・分析技術の研究を短くまとめたもの。
執筆上の注意： 1 ) 1000 字以内（図は 1 枚 500 字に◇採用の可否は編集委員会にご一任ください。原稿の送付および問い合わせは下記へお願いします。

換算）とする。 2) 新分析法の説明には簡単な原理図などを積極的に採り入れる。 3 ) 中心となる文献は原則として 2 年以内のものとし，出所を明記する。
なお，執筆者自身の文献を主として紹介する

ぶんせき  〒141 0031

東京都品川区西五反田 1 26 2五反田サンハイツ 304 号(公社)日本分析化学会「ぶんせき」編集委員会〔電話：03 3490 3537〕

95