取扱説明書

１．使用上の注意（安全に関する注意）# 注意●コードの被覆を損傷させないよう、踏んだり挟んだりしないでください。
●出力端子を抜き差しするときは、測定導体をクランプしない状態で行ってください。故障の原因となります。
●高温多湿、結露するような場所および直射日光の当たる場所に本製品を放置しないでください。
●本製品の運搬、取扱いに際しては、振動や落下等の衝撃を避け、本製品が損傷しないよう注意してください。
●クリーニングには、研磨剤や有機溶剤を使用しないで中性洗剤か水に浸した布を使用してください。

○本製品はIEC 61010：電子測定装置に関する安全規格に準拠して、設計・製造の上、検査合格をした最良の状態にて出荷されています。
この取扱説明書には、使用される方の危険を避けるための事項および本製品を損傷させずに長期間良好な状態で使用していただくための事柄が書かれていますので、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

# 警告●本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
●この取扱説明書は、手近な所に大切に保管し、必要なときにいつでも取り出せるようにしてください。
●製品本来の使用方法および取扱説明書で指定した使用方法を守ってくだ
さい。
●本書の安全に関する指示に対しては、指示内容を理解の上、必ず守ってください。
以上の指示を必ず厳守してください。指示に従わないと、怪我や事故の恐れがあります。
危険及び警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社としては責任と保証を負いかねます。

安全記号

KEW 8148

漏れ電流測定用クランプセンサ

重傷を負う危険性が高い内容を示しています。
# 警告：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。
# 注意：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

# 危険●本製品は、AC300V 以上対地電位のある回路では、絶対に使用しないでください。
●雷が鳴っているときは絶対に使用しないでください。また、使用中であってもただちに測定を中止して、本製品を被測定物から外してください。
●引火性のガスがある場所で測定しないでください。
火花が出て爆発する危険があります。
●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
●本製品や手が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。
●測定の際には測定範囲を越える入力を加えないでください。

KEW 8146/8147/8148

保証期間

ご購入日（年月日）より１年間共立製品をお買い上げいただきありがとうございます。保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、保証規定により無償で修理いたします。本書を添付の上、ご依頼ください。

Ｏ: 主電源に直接接続されていない機器

お名前

ご住所

KEW 8146

KEW 8147

保証規定
保証期間内に生じました故障は無償で修理いたします。
但し、下記事項に該当する場合は対象から除外させていただきます。
1．取扱説明書と異なる不適切な取扱い、または使用方法が原因で発生した故障。
2．お買い上げ後の持ち運びや輸送の間に、落下させるなど異常な衝撃が加わって生じた故障。
3．弊社サービス担当者以外による改造、修理が原因で生じた故障。
4．火災、地震、水害、公害及びその他の天変地異が原因で生じた故障。
5．傷など外観上の変化。
6．その他弊社の責任と見なされない故障。
7．電池など消耗品の交換、補充。
8．保証書のご提出がない場合。

出力電圧AC0〜1500mV(50mV/A)

AC0〜3500mV(50mV/A)

AC0〜5000mV(50mV/A)

測定範囲

AC0〜30A

AC0〜70A

AC0〜100A精

0A〜15A
±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)±2.0%rdg±0.2mV (40〜1kHz)
15A〜30A±5.0%rdg(50/60Hz)±10.0%rdg(45〜1kHz)

0A〜40A
±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)±2.0%rdg±0.2mV (40〜1kHz)
40A〜70A±5.0%rdg (50/60Hz)±10.0%rdg (45〜1kHz)

0A〜80A
±1.0%rdg±0.1mV (50/60Hz)±2.0%rdg±0.2mV (40〜1kHz)
80A〜100A±5.0%rdg (50/60Hz)±10.0%rdg (45〜1kHz)

出力

563

1-20〜60℃ , 相対湿度：85%以下(結露の無きこと)
AC70Arms 連続(50/60Hz)

AC100Arms 連続(50/60Hz)

約90Ω

約100Ω

約60Ω

環境条件

５．測定方法●修理・校正を依頼されるには●製品のご使用に関するお問い合わせは弊社お客様相談室にご連絡ください。
●校正周期について
本製品を正しくご使用いただくため、定期的（推奨校正周期１年）

本製品の機能・性能を維持するために必要な補修部品を製造打ち切り後、5年間を目安に保有しています。
■ホームページのご案内

高度2000mまで、屋内

www.kew-ltd.co.jp●新製品情報

環境規格

欧州RoHS指令適合●取扱説明書／ソフトウェア／単品カタログのダウンロード

耐 電 圧

AC3470V(実効値50/60Hz) / 5秒間
コア嵌合部と外箱間外箱と出力端子間
コア嵌合部と出力端子間●販売終了製品情報

絶縁抵抗50MΩ以上/1000V
コア嵌合部と外箱間 外箱と出力端子間 コア嵌合部と出力端子間外形寸法

最大約φ24mm

最大約φ40mm

最大約φ68mm

100(L)×60(W)×26(D)mm

128(L)×81(W)×36(D)mm

186(L)×129(W)×53(D)mm

ケーブル長約2m

出力端子MINI DIN 6PIN量

オプション

約150g

約240g
取扱説明書
ケーブルマーカー
7146（バナナΦ４変換プラグ）
7185（延長コード）

約510g

３相３線式
・３相４線式の場合は、４本ともクランプします。

単相２線式・単相２線式の場合は、３本ともクランプします。

図１．零相漏れ電流測定# 危険IEC 61010-1, IEC 61010-2-032
測定CAT Ⅲ 300Vrms 汚染度２
IEC 61326-1(EMC)

被測定導体径

漏れ電流測定2●補修用部品の保有期間AC30Arms 連続(50/60Hz)

適応規格

５−２4に校正することをおすすめいたします。

インピーダンス付 属 品

92-1746E

４．DINプラグピン配置
３：GND ピン５：出力信号ピン６：センサ認識信号ピン（３ピンと６ピン間の抵抗値は8146 : 47kΩ 8147 : 8.2kΩ 8148 : 30kΩ）
１，２，４ピンは使用しません。

測定方法（1） 出力端子を測定器の入力端子に接続してください。
（2） トリガーを押しトランスコアを開き、被測定導体１本をクランプしてください。その場合、測定する導体がトランスコア内の中央になるような位置で測定してください。
（3） トランスコア先端の嵌合部が確実に閉じていることを確認してください。
（1）零相漏れ電流測定（図１参照）
零相漏れ電流を測定する場合、接地線以外の全ての導体を一括してクランプしてください。
（2）接地線に流れる漏れ電流測定（図２参照）
接地線をクランプしてください。

ループにお送りください。

0〜50℃ , 相対湿度：85%以下(結露の無きこと)

保存温度範囲最大許容入力バリア： 操作中の感電事故を防ぐため、最低限必要な沿面及び空間距離を確保するための目印です。

お買い上げいただいた販売店または弊社サービスセンター修理グ

23±5℃ ,相対湿度：85%以下(結露の無きこと)

使用温度範囲質7-22

KEW 8148
AC100Arms(141.4Apeak)

温湿度範囲◎本保証書に製造番号、ご購入日、およびお名前、ご連絡先をご記入の上、大切に保管してください。
◎本保証書の再発行はいたしません。
◎本保証書は日本国内でのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

５−１

７．アフターサービス

精度保証

お電話番号

出力端子ください。

AC70Arms(99.0Apeak)〒ケーブル●感電の危険を避けるため AC300V 以上対地電位のある回路での測定は、絶対にしないでください。
●トランスコア先端部は被測定物をショートしないような構造になっていますが、絶縁されていない導線を測定する場合トランスコアで被測定物をショートしないよう注意してください。
●測定の際は指先等が、バリアを超えることのないよう充分注意してAC30Arms(42.4Apeak)度トリガー※上図は出力端子部からクランプセンサを見たピン配置図です。接続端子側のピン配置図は、上図とは左右対称になりますのでご注意ください。

定格電流(正弦波入力)

バリアー交流（AC）を示します。

様機 種 名

製造番号

トランスコア負荷

６. 仕

３．各部の名称

隣接表示の測定カテゴリに対する回路−大地間電圧以下であれば活線状態の裸導線をクランプできる設計であることを示しています。

# 警告●本製品を使用しているうちに、本体に亀裂が生じたり金属部分が露出したときは使用を中止してください。
●本製品の分解、改造、代用部品の取付けは行わないでください。
修理・調整が必要な場合は、弊社または販売店宛にお送りください。
●測定中にバリアより上側に触れないでください。感電する可能性があります。

保証書

# 注意
●トランスコア先端部は、高精度を得るため、精巧に調整されていますので、取扱の際は、衝撃、振動や無理な力が加わらないよう充分に注意してください。
●トランスコア先端に異物がはさまったり、無理な力が加わったりしてかみ合わせがずれたような場合には、コアが閉じにくくなりますが、この場合急激にトリガーをはずしたり外から押すなどして無理に閉じようとせず、異物を取り除いてトリガーのバネの力で自然に閉じるようにしてください。
●大きい導体をクランプしトランスコアが完全に閉じてない状態では正確な測定ができません。測定可能な被測定導体径は６．仕様を参照下さい。
●出力端子を測定器本体から抜く場合、断線防止のため差込部分（ケーブル以外）を持って抜いてください。
●漏れ電流測定用クランプセンサーは、高感度のトランスコアを採用しています。分割型トランスコアの特性上外部磁界の影響を完全になくすことはできません。近くに大きな磁界の発生源がある場合は、できるだけ磁界発生源から離れたところで、ご使用ください。なお、代表的な磁界発生源としては以下のものがあります。
・大電流の流れている導体・モーター・磁石を使用している機器
・積算電力計負荷

KEW 8146/8147/8148

二重絶縁または強化絶縁で保護されている機器を示します。

長●本製品は、漏れ電流測定用のクランプセンサーです。
●下記の電流値まで測定可能です。
KEW 8146 : 30A
KEW 8147 : 70A
KEW 8148 : 100A
●安全規格 IEC 61010−2−032（CAT Ⅲ 汚染度２）に適合した安全設計です。

負荷リーケージクランプセンサ シリーズ



○測定カテゴリについて
安全規格IEC61010では測定器の使用場所についての安全レベルを測定カテゴリという言葉で規定し、以下のようにO 〜 CAT Ⅳの分類をしています。この数値が大きいほど過渡的なインパルスが大きい電気環境であることを意味します。CAT Ⅲで設計された測定器はCAT Ⅱで設計されたものより高いインパルスに耐えることができます。
O：
主電源に直接接続されていない他の回路
CAT Ⅱ： コンセントに接続する電源コード付機器の電気回路
CAT Ⅲ： 直接配電盤から電気を取込む機器の1次側および分岐部からコンセントまでの電路
CAT Ⅳ： 引込み線から電力量計および1次過電流保護装置（配電盤）までの電路# 危険：この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡またはKEW 8147

人体および機器を保護するため、取扱説明書を参照する必要がある場合に付いています。

～○本製品に表示の # マークは、安全に使用するため取扱説明書を読む必要性を表わしています。尚、このマークには次の３種類がありますので、それぞれの内容に注意してお読みください。

KEW 8146#２．特接地線

図２．接地線に流れる漏れ電流測定ご使用に関するお問い合わせは共立電気計器
電話受付時間

お客様相談室9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く）

0120-62-1172※折り返しお電話させていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。
※フリーコールをご利用いただけない場合は、最寄りの弊社営業所へおかけください。

修理・校正に関するお問い合わせは共立電気計器 サービスセンター〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸４８０

0894-62-1172
修理・校正を依頼される場合は事前に電池の消耗、ヒューズや測定コードの断線を確認してから輸送中に損傷しないように十分梱包した上で弊社サービスセンターまでお送りください。