管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器認証番号：224ABBZX00170000

Super Low

Low

High

Universal
1色※ で 天然 歯 色に親 和する
フロアブル C R※臼歯部の場合

Universal◎ 3 つの特 長
Naturalfinish

シェード選 択時間 のjust one

短縮
良好な色 調 適合性onechoice

シンプル な
在庫管理

臼歯部には 1色で、前 歯部にも1本で？

臼歯部のⅠ級、Ⅱ級窩洞においては「U」が、幅広い天然歯色に親和します。
前歯部のⅢ級、Ⅳ級、Ⅴ級窩洞においても、「U」または「UD」1 本で、幅広い天然歯色に親和します。

臼歯部

B1A1B2

D2A2C1C2D4※1A3D3B3A3.5B4C3A4C4A3D3B3A3.5B4C3A4C4U

充填部位

前歯部

その秘密はコチラ

B1A1B2D2A2C1C2D4※1充填部位

UUD

選 べる3 種 類のフロー性Super Low

Universal

U、UD● 咬合面 の 形態付与 にUniversal

U、UD、UOP、UW● 前臼歯の症例 に 幅広く対応（咬頭や隆線の形成）● 周縁の歯質 やＣＲにも色調親和ピタっ！
5 mm

採取 1分後（水平）Low

採取 1分後（垂直）採取 1分後（水平）U、UD、UOP

Universal● ライニング や 小さな窩洞 に● 前歯の小窩洞 も● 幅広い症例 で色調親和とろピタっ！

High

明度低下を防いで 色調親和
とろっ！

5 mm

採取 1分後（垂直）5 mm

採取 1分後（水平）採取 1分後（垂直）使用ステップの概要 1 ※2

写真提供：
新百合ヶ丘南歯科髙山 祐輔 先生

1 防湿、う蝕歯質の除去、窩洞形成

2 ボンディング処理

3 「クリアフィル マジェスティ ES フロー」
〈Low〉

Universalの「U」を充填後、光照射※3、形態修正、研磨

使用ステップの概要 2 ※2

写真提供：
大谷歯科クリニック
大谷 一紀 先生

1 防湿、う蝕歯質の除去、2 ボンディング処理後、「クリアフィル マジェス

窩洞形成

3 形態修正、研磨

ティ ES フロー」
〈Low〉Universalの「U」を充填後、光照射※3「クリアフィル マジェスティ ES フロー」のクラレノリタケデンタル のフィラーテクノロジーにより、特長を継 承微細なフィラーを高密度に充填しています。

未研磨 での光沢性比較 （硬化後、未重合層を除去した状態）
短時間の研磨で光沢が得られ、歯ブラシ摩耗後も高い光沢性が続きます。

クリアフィル マジェスティ
ES フロー〈Low〉

サブミクロンガラスフィラー

クラスターフィラー（表面処理バリウムガラス）（表面処理シリカフィラー）：細かいフィラーの凝 集体

クリアフィルマジェスティ LV

歯ブラシ摩耗による光沢度の変化

光沢度（%）

80666560※クリアフィル® マジェスティ® ES フロー〈Low〉● 試験条件：試験片φ10 mm、厚み 2 mm。
#600の耐水研磨紙により表面を粗造化させ、40歯ブラシ摩耗 40,000 回（ 荷重 250 g、30 回ストローク/分、20クリアフィル マジェスティ ES フロー〈Low〉

10wt % 歯磨剤を用いて 40,000 回 ）。
光沢計VG 2000（日本電色工業 ）を用い、05μm5μm

コンポジットレジン仕上研磨用ポイントにて研磨。

SEM写真
15.0 kV

角度 60°で測定。

研磨
20 秒後

歯ブラシ摩耗
40,000 回後弊社測定のデータ；
条件等により数値は異なります。

15.3 mm ×10.0 k SE (U)

臼歯咬合面にも十分な機 械的強度を有します。
◯ 曲げ 強さの比 較 ※4
MPa152150151◯ 圧 縮 強さの 比 較 ※ 4145

MPa400374373◯ フィラー含 有 量358300
100200500100Super Low

Low

High0Super Low

78 wt%

Low

75 wt%

High71 wt%◯ X 線造影性Super Low

Low

Highあり（ Super Low、Low、High ）※4 曲げ強さ、圧縮強さ ●試験条件［曲げ強さ］JIS T 6514に準拠 ［圧縮強さ］試験片Φ4×4 mm、オートグラフ（島津製作所）、クロスヘッドスピード 2 mm/min 弊社測定のデータ：条件等により数値は異なります。
※1 人工歯を用いたシミュレーションであり、天然歯の色調とは異なります。 ※2「クリアフィル マジェスティ ES フロー」の電子添文等に記載の使用方法「歯質への充填修復」を示します。
※3 照射時間及び硬化深度に関しては製品の電子添文等をご参照ください。

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
単品

医療機器認証番号：224ABBZX00170000※本品は、袋包装です。

Super Low

Low

HighUniversal

Universal

Universal● レジン充填材〔Super Low〕( 各2.7 g /1.5 mL )● レジン充填材〔 Low 〕( 各2.7 g /1.5 mL )● レジン充填材〔High〕( 各2.7 g /1.5 mL )

● 付属品

● 付属品

● 付属品

［ U、UD ］

ニードルチップ（N）（ 5個 ）、ニードルチップキャップ（5個 ）3本パック［ U、UD、UOP、UW ］［ U、UD、UOP］

ニードルチップ（N）（ 5個 ）、ニードルチップキャップ（5個 ）ニードルチップ（N）（ 5個 ）、ニードルチップキャップ（5個 ）クリアフィル マジェスティ ESフロー LOW U● レジン充填材( 各2.7 g /1.5 mL )… 3本● 付属品

ニードルチップ（N）（ 5個 ）、ニードルチップキャップ（5個 ）◯ シェードラインナップ

Super Low

Low

High〈Low〉

VITA※1主要シェードに対応

UUOP
※2UWU

Universal（ A1、A2、A3など ）UD◯ 色調構成 ※現行シェードとの比較

〈Low〉

濃 色

現行シェード（ A3.5やA4をカバー）

A1

A2A3U ／ UD

B1

B2

A3.5

A4UW

XW

WUOP
A2D A3D（乳歯色）（OP） （OP）

オペーク色

（ A2D、A3Dに近い）

ホワイトニングした歯、乳歯色（ W、XWに近い）※1「VITA」はVITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germanyの商標です。
※2 本製品の中で最も明度が高い色調です。

関連製品◯ ボンディング 材◯ コンポジットレジン〈 ペーストタイプ 〉

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料）(歯科金属用接着材料）(歯科用知覚過敏抑制材料）(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号：305ABBZX00012000

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン
医療機器認証番号：224ABBZX00119000

単品単品● 5 mL● レジン充填材（各3.6 g / 2.0 mL）［ A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W, OA2, OA3 ］

Wパック● ボンド（ 5 mL ）×2個

● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
● クリアフィル マジェスティ LV 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号：218ABBZX00162000

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2 -28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS 14.0 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18
お客様相談センター：0800-222 -8020〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

「クリアフィル」
及び「マジェスティ」
は株式会社クラレの登録商標です。
T790 - 04 06/2024