騒音計総合カタログ

高感度

広帯域

高機能積分形騒音計 精密騒音計 LA-5570/5560、普通騒音計 LA-2560
PCとの親和性に優れた、高機能タイプの騒音計。
LA-5570/5560/2560 は計測データをパソコンで処理することが多くなったことに対応するため、SDメモリーカードとUSBコネクタを標準装備しました。Windows パソコンに接続するだけで、特別なソフトウェア無しにデータを簡単に読み出しできます。また、豊富な分析機能（オプション）をもたせながら、携帯電話のような使いやすいメニュー形式を採用しました。１ch 録音装置（サウンドレコーダー）
としても使用でき、当社の豊富なソフト
ウェアへデータを渡すことができます。

大きな画面で見やすくなった

驚きの 6 条件同時計測

簡単手軽にデータ処理

実物大
表示

SDメモリーカード

USBストレージクラス

表示画面に大きな2.8 型液晶画面（320×240ドット）を採用したことで画面情報の視認性が一層向上しま＊
した。
Leq,LN などの演算値や設定メニュー情報など読み取りやすくなりました。
＊従来比 140 %（表示面積 LA-5100/2100シリーズとの比較）

全ての計測結果は SDメモリーカードに保存されます。データの転送は騒音計本体を USB
ケーブルでウインドウズパソコンと接 続するか、
SDメモリーカードを直接パソコンに接続することで可能となります。どちらの場合も専用ソフトウ
ェアの必要無しにウインドウズパソコンでSDメモ
リーカード内部のデータを取り扱うことができます。

LA-5570/5560/2560では、A 特性、C 特性、平坦特性の3 つの周波数重みから選んだ2 つの重み付に対し、それぞれFAST、SLOW、IMPULSEの3 つの時間重みで同時計測をおこなうことが可能です。 表計算ソフトウェアなどで計測データを自由に処
データの取り忘れを心配せずに、計測を進めること理できます。
ができます。
＊データを保存する場合、1データにつき最大約 2 kB 消費します。

携帯電話感覚の簡単な操作性

度

高感

域

広帯

高機能積分形精密騒音計

高機能積分形精密騒音計

高機能積分形普通騒音計￥450,000￥330,000￥270,000

LA-5570（税込 ￥472,500）

計測のための設定
は、見 やすく直 感的なメニュー形 式のため、携帯電話感覚で操作できます。また、計 測 においてよく使う機能は本機前面のダイ
レクトキー操 作としたことで、より使いやすさがアップしています。

LA-5560（税込 ￥346,500）

LA-2560（税込 ￥283,500）

遠隔操作も可能です

RS-232C 通信機能による、PCからの騒音計の遠隔操作やデータ転送が可能です。
＊ケーブル別売：AX-5022

標準付属品●ACアダプタ：専用 ACアダプタ（PB-7090 相等品）
●信号ケーブル：AX-501●防風スクリーン（φ90 mm） ●ハンドストラップ●乾電池 ●キャリングケース●SDメモリーカード（256 MB以上） ●取扱説明書

2

オプション機能

基本仕様

LA-0551/0552 リアルタイムオクターブ分析機能

型式承認番号

騒音計本体にリアルタイムオクターブ分析機能を追加することができます。分析範囲を20 kHz バンドまで拡大、可聴範囲を全てカバーすることがでできるようになりました。
適合規格 : JIS C1514 クラス 1／ IEC 61260 クラス 1
分析バンド : 31.5 Hz〜16 kHz
10バンド（1/1オクターブ）
20 Hz〜20 kHz
31バンド（1/3オクターブ）
演算項目 ：Leq/LE/LMAX/LMIN/Lpを同時計測
LA-0551は1/1リアルタイムオクターブ分析機能（1/1オクターブバンドフィルタ機能、NC 値算出機能を含んでいます）。
LA-0552は1/3リアルタイムオクターブ分析機能（1/3オクターブバンドフィルタ機能、ラウドネス値演算機能＊1を含んでいます）。
【価格】LA-0551 : ￥150,000（税込 ￥157,500）（1/1RTA）

LA-0552 : ￥200,000（税込 ￥210,000）（1/3RTA）＊1 ラウドネス値演算機能はLA-5560/5570 のみ含まれます。
※ LA-0551、LA-0552を同時発注の場合はセット価格￥250,000（税込￥262,500）での御提供となります。
※ データを保存する場合、LA-0551で1データにつき最大約 2 kB、LA-0552で1データにつき最大約 3.3 kB 消費します。

LA-0553 スペクトルモニタ機能
当社が長年培った信頼の FFT 技術を騒音計に初めて搭載しました。
分析ライン数 : 400ライン
X 軸拡大機能：×1、×2、×4
周波数レンジ : 1 kHz/2.5 kHz/5 kHz/12.5 kHz/25 kHz
演算項目: 瞬時値、パワー平均
リスト表示機能 ：上位 15ポイント【価格】￥150,000（税込 ￥157,500）※ データを保存する場合、1データにつき約 9 kB 消費します。

LA-5570

LA-5560

LA-2560

第 SLF052 号
第 SLF051 号
第 SLS051 号
計量法 精密騒音計
計量法 普通騒音計
JIS C 1505：1988
JIS C 1502：1990
適合規格
IEC60651：1979 Type1
IEC60651：1979 Type2
IEC60804：2000 Type1
IEC60804：2000 Type2
測定範囲（計量法）
22〜120 dB
28〜130 dB
26〜130 dB
19〜120 dB（A）
25〜130 dB（A）
25〜130 dB（A）
測定範囲（IEC）
25〜120 dB（C）
29〜130 dB（C）
29〜130 dB（C）
33〜120 dB（FLAT） 35〜130 dB（FLAT） 35〜130 dB（FLAT）
22〜120 dB（A）
28〜130 dB（A）
26〜130 dB（A）
測定範囲（JIS）
28〜120 dB（C）
32〜130 dB（C）
30〜130 dB（C）
36〜120 dB（FLAT） 38〜130 dB（FLAT） 36〜130 dB（FLAT）
周波数範囲
20 Hz〜12.5 kHz
20 Hz〜20.0 kHz※1
20 Hz〜8.0 kHz
マイクロホン
MI-1211 1/2インチバイアス MI-1233 1/2インチエレクトレット MI-1431 1/2インチエレクトレット
レベルレンジ
10 dBステップ×6 段／ワイドレンジ×2 段
リニアリティレンジ
ノーマルレンジ：75 dB ／ワイドレンジ：100 dB
時間重み
FAST（125 ms）,SLOW（1 s）,IMPULSE（立上がり35 ms、立下がり1.5 s）
周波数重み
A,C,FLAT
測定項目
測定時間
デュアルモード機能
サンプリング間隔
表示器
ディジタル表示
バーインジケータ
ローバッテリー表示
メモリー機能パネルコンディション
メモリー
時計機能
バックアップ機能
校正信号

Lp,TACTMAX,Leq,LE,PEAK,MAX,MIN,
LN（LHI,L5,L10,L50,L90,L95,LLO,LAV, 任意のLN データ（2つ））
任意設定（HH:MM:SS.S） 0.1〜199:59:59.9まで標準装備 （周波数重み2 条件×時間重み3 条件の同時計測）
15.6 μs（Leq,LE,PEAK,MAX,MIN）、100 ms（LN）
バックライト付き2.8 型液晶表示器（320×240ドット）
4 桁／分解能 0.1 dB ／表示周期 1 s
標準：表示範囲 60 dB ／分解能 0.2 dB ／表示周期 0.1 s
ワイドレンジ ：表示範囲 90 dB ／分解能 0.3 dB ／表示周期 0.1 s
電池電圧 4〜6 Vを8 段階表示（ローバッテリーでフラッシング）
OFF,AUTO（6 種）,MANUAL,RECORD
SDメモリーカード内に保存（1 GBまでのSDメモリーカードが使用可能）
パワーオフメモリー内蔵（年／月／日／時：分）
内蔵時計を約20日間バッテリーバックアップ（電池もしくはACアダプタ装着時は内部電池に自動充電）
内部発信器による電気的校正（1 kHz 正弦波）／ノーマルレンジ：フルスケールの−6 dB（ワイドレンジ時フルスケールの−16 dB）

フルスケール：0.707 Vrms（ノーマルレンジ）／ 2.234 Vrms（ワイドレンジ）／負荷抵抗 10 kΩ以上
リニアリティレンジ：80 dB（ノーマルレンジ）／ 90 dB（ワイドレンジ）
フルスケール：2.5 V
DC 出力
スケールファクタ：0.5 V/10 dB（ノーマルレンジ）／ 0.25 V/10 dB（ワイドレンジ）負荷抵抗10 kΩ以上
RS-232Cインタフェース
標準装備、転送速度：9600,115200 bps、AX-5022ケーブル別売
標準装備 Ver.1.1：USBストレージクラス対応
USBインタフェース
USB 接続用ケーブル：USB（A）オス̶USB（mini-B 5pin）オス（別売）
最長 105 mまで
マイクロホン延長※2電源
単三形乾電池×4 本 またはACアダプタ
電池寿命（連続使用）
約 8 時間（アルカリ乾電池）
使用（保存）温度範囲−10〜＋50 ℃（−20〜＋60 ℃）
使用（保存）湿度範囲
30〜90 %RH（10〜90 %RH）
寸法85（W）×347（H）×50（D）mm
85（W）×279（H）×50（D）mm
質量（乾電池含む）
約 550 g
約 500 g
専用 ACアダプタ（PB-7090 相等品）
、信号ケーブル：AX-501、付属品
防風スクリーン（φ90 mm）、ハンドストラップ、乾電池、キャリングケース、
SDメモリーカード（256 MB 以上）、取扱説明書価格（税込）￥450,000（￥472,500） ￥330,000（￥346,500） ￥270,000（￥283,500）
出荷時検定料※3￥28,000（￥29,400）￥28,000（￥29,400）￥16,000（￥16,800）
AC 出力LA-0554 サウンドレコーディング機能
音データそのものを保存したいとき、その場で騒音計に録音ができます。
録音ファイル形式 : WAVファイル形式、サンプリングレート: 64 kHz
A/D 分解能 :16 bit＊2＊3
本体内の SDメモリーカードに収録。
【価格】￥150,000（税込 ￥157,500）＊2 1ファイルの録音長は最大 15 分間です。
＊3 1 秒あたり約 128 kB 消費します。

オプション機能をご使用になる場合には、推奨 SDカードをご使用ください。
推奨 SDカードについては、当社ホームページに最新情報を掲載しています。

LA-0555 コンパレータ機能
入力した音圧レベルに対し、あらかじめコンパレータレベルを設定することができます。比 較の結 果は、本 体 底 面の COMPOUT 端子から無接点出力されます。
遅延時間 : 0、1、2、5、10、20、50、100、200、500 ms、
1、2、5、10 sのいずれかに設定可
出力ホールド時間 : 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、30、60 s、
manualのいずれかに設定可
また、LA-0551/0552オプションが設定されている場合、オク
ターブバンドコンパレータとして使用することもできます。
【価格】￥100,000（税込 ￥105,000）※1 本体銘板は「使用周波数範囲 20 Hz〜12.5 kHz」となっていますが、これは計量法による表記です。
※2 ここに記載されたケーブル延長距離は、それぞれ当社指定の専用ケーブルを用いた場合です。
※3 当社は原則として、出荷時おこなう検定については自主検査により「基準適合証印」
を付してこれに代えています。
出荷後の製品に対する検定は、当社で 点検・調整をおこなった後に（財）日本品質保証機構（JQA）に検定を依頼しています。
（普通騒音計 ￥40,145
精密騒音計 ￥65,770）
また、当社では検定無しの製品を標準としているため、検定（基準適合証印）付きの製品をご希望のお客様及び出荷時から公的機関による検定をご希望のお客様は、製品発注時にその旨をお申し付けください。

3

Class1

Class2

積分平均形騒音計 精密騒音計 LA-4440、普通騒音計 LA-1440/1410
現場計測を重視し数々の機能を満載した、ハイコストパフォーマンス騒音計。
LA-1400/4400 シリーズ積分平均形騒音計（サウンドレベルメータ）は、計量法、JIS、IECなどの最新の規格に適合し、かつ現場計測を重視した使いやすさとコストパフォーマンスを追求した騒音計です。全機種で、騒音測定で広く用いられている時間平均サウンドレベル(Leq)を含む14の測定項目の同時計測や１００ｄBのワイ
ドリニアリティレンジ、マニュアル不要の分かりやすい設定メニューを備えています。作業環境計測から機械
騒音、製品騒音分析に至るまで、用途に合わせてお選びいただけます。

全機種に時間平均サウンドレベル (Leq) 測定機能を搭載
現在の騒音測定に於いては、時間平均サウンドレベル（Leq）が騒音の指標として広く用いられています。LA-1400/4400シリーズでは、全機種、時間平均
サウンドレベル（Leq）を含む１４の測定項目を計測可能です。

豊富な同時計測項目

マニュアル不要の分かりやすい設定メニュー
各種の騒音計の設定では、分かりやすい
メニュー形式を採用しました。十字キーとENTERキーだけで設定が出来ます。分か
りやすく分類された階層構造により、項目を選択しながら進むことで各種の設定が完了します。

LA-1400/4400シリーズでは、14 の測 定 項目すべてを同 時に演 算します。
計測前に演算する指標を選択する必要がないため、設定忘れによる計測ミス
マイクと本体は BNC ケーブルで延長がありません。測定者は、STARTボタンを押し測定を開始するだけです。測定
LA-1400/4400シリーズは、LA-1350
終了後にDISPボタンを数回押すだけですべての測定項目の結果を確認する/4350で好評いただいた専用同軸ことができます。
＊測定項目は、Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak, LHI, L5, L10, L50, L90, L95, LLO, LAVE の１４項目。 ケーブルによるマイクロホンの延長を
すべてを同時に演算し、必要に応じて保存も可能です。
採用しました。多芯のケーブルは重くなりがちですが、同軸ケーブルであれば 100 mの延長でもコードリー
レベルレンジ切替不要の 100 dBリニアリティAG
マイク -2000シルは小型で済みます。現場の移動
リー
ロホン
オーバーレンジやアンダーレンジで 計 測をやり直 すことはありませ ん。
延長ケ ズ
ーブル
も楽になります。
LA-1400/4400シリーズでは、100 dBのワイ
ドリニアリティレンジを搭載。30 dB〜
Z 特性で収録・解析
130 dBのサウンドレベルをワンレンジで測定できます（選択レンジ：40〜120 dB）。
レベル表示はA
特性、騒音レベルが予測できない測定や、大きな変化のある測定に於いて威力を発揮
AC 出力は Z 特性の
します。

設定が可能

A 特性で測定Class1

積分平均形精密騒音計

LA-4440 ￥250,000（

税込 ￥262,500）

Class2

積分平均形普通騒音計

LA-1440 ￥175,000（

税込 ￥183,750）

Class2

積分平均形普通騒音計

LA-1410 ￥130,000（

税込 ￥136,500）※LA-1410/1440/4440 用AC ア ダ プ タ（PB-7090）は別売となります。

アナログ出力端子
AC（周波数重み設定と連動）、
AC-Z（Z 特 性 周 波 数 重 み 固定）、DC（周 波 数 重 み お よ び
時 間 重 み 設 定と連 動）の 内から選択できます。

騒音の詳細な解析を行うためには、騒音計でLAeqを計測し、FFTアナライザで現場での測定と同時に時間波形を
周波数重みがフラットなZ 特性の信号を収録
あわせて収録しておくことが重要なポイントです。これまで、騒音計測と収録を同時に行うには、騒音計の周波数重み付けを外し、アナログ出力端子に接続した解析器で騒音値（A 特性）演
算と収録を同時に行わなければならず高価な機器が必要でした。本器では、騒音値（A 特性）を本体で表示、計測しながら、アナログ出力端子からは周波数重みがフラットなZ 特性の信号（AC-Z 出力）を出力することができます。

保存間隔 1 ms の Lp レコード機能（LA-1440/4440）
LA-1440/4440は、保存間隔 1 msで時間
重み付きサウンドレベル（Lp）を保存できます。この機能により、短時間におけるサウン
ドレベルの変動を確認することができます。
＊ 保存間隔は、1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms から選択できます。1 msで最大 200 sの記録が可能です。

例）縦軸：Lz、横軸：時間のグラフ表示ができます。

前回と同じ条件で起動する、レジューム機能
COMP/CTRL 端子（LA-1440/4440）
コンパレータ（オプション）によるサウンドレベルの比較結果
信 号 の 出 力、または外 部から測定開始 / 停止のコントロール
信号を入力できます。

USB/RS-232C 端子(LA-1440/4440)
外部装置との連携には、USBとRS-232C を搭載しました。
PCとの 接 続により、コントロールやデータ保存が可能です。
また、専 用 のプリンタにより、測定結果をプリントすることも
できます。

4

従来のLAシリーズ同様、電源を切る直前の本器の設定が自動保存されます。
計測場所を移動の際に電源を切っても、再投入したときには前回の計測条件のまま、すぐに計測を開始できます（レジューム機能）。また、設定状態を保存す
るコンディションメモリーを９個搭載し、計測シーンごとに保存しておくことも可能です。現場で、迅速に測定を開始できるだけでなく、計測条件をあらかじめ設定しておくことで、現場での設定ミスを防ぐことができます。

専用フリーソフトによる、簡単なデータ保存と遠隔操作（LA-1440/4440）
計測したデータのPC への転送や騒音計の遠隔操作の為に、専用のフリーソフトを用意しました。簡単な操作
で、LA-1440/4440をコントロールできます。専用ソフト
は、当社ホームページよりダウンロードできます。
（対応 OS: Windows XP）

基本仕様
LA-1410

LA-1440
計量法 普通騒音計
JIS C 1509-1:2005 Class 2
IEC 61672-1:2002 Class 2

適合規格
計量法型式承認番号
マイクロホン
プリアンプ
リニアリティレンジ
周波数範囲

測定範囲
周波数重み付け特性
自己雑音

第 SLS081 号
第 SLS081 号
1/2インチバックエレクトレットコンデンサマイクロホン
MI-1432 公称感度レベル:−29 dB
MI-3111100 dB
20 Hz 〜 8 kHz（計量法）
10 Hz 〜 8 kHz（JIS, IEC）
26 dB 〜 130 dB（計量法）
Ａ特性：26 dB 〜 137 dB（JIS, IEC）
C 特性：31 dB 〜 137 dB（JIS, IEC）
Z 特性：36 dB 〜 137 dB（JIS, IEC）
A, C, Z

LA-4440
計量法 精密騒音計
JIS C 1509-1:2005 Class 1
IEC 61672-1:2002 Class 1
第 SLF081 号
1/2インチバックエレクトレットコンデンサマイクロホン
MI-1234 公称感度レベル:−29 dB

20 Hz 〜 12.5 kHz（計量法）
10 Hz 〜 20 kHz（JIS, IEC）
27 dB 〜 130 dB（計量法）
A 特性：27 dB 〜 137 dB（JIS, IEC）
C 特性：30 dB 〜 137 dB（JIS, IEC）
Z 特性 ：35 dB 〜 137 dB（JIS, IEC）

A 特性：19 dB 以下、C 特性：22 dB 以下、
Z 特性 27 dB 以下
20〜90 dB, 30〜90 dB, 40〜100 dB, 50〜110 dB, 60〜120 dB, 70〜130 dB（ノーマルレンジ）／ 40〜120 dB（ワイドレンジ）
Fast, Slow
Fast, Slow, Impulse, 10 ms
Lp, Leq, LE, LN（L5, L10, L50, L90, L95, Hi, Low, Ave）, Lmax, Lmin, Lpeak
20.8 μs（LN 以外）、100 ms（LN）
31.25 μs（LN 以外）、100 ms（LN）
手動 , 任意設定（199 h 59 m 59 s max）
̶
任意設定（199 h 59 m 59 s max）
手動、タイマー（時刻設定 , 1 s 単位）、トリガー（トリガ検出後、任意の時間（0〜10 s, 1 s 単位）経過後にスタート可能（トリガディレイ機能））
内部校正信号による電気的校正（1 kHz 正弦波）、外部音響校正器による校正
SC-3120
LED バックライト付き半透過型液晶（124x64ドット）、 数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、 日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
数値：１ s、 バーインジケータ：0.1 s、 トレンドグラフ：0.2 s
全演算値：100データ組
全演算値：100データ組×200ブロック、̶
Leq：1000データ×200ブロック
時間重み付きサウンドレベル（Lp）
を指定時間間隔で保存（1000データ×200ブロック）̶
保存間隔（1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 msより選択）
コンディションメモリー（９個）
電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能
次の３つより選択（周波数重み設定によるＡＣ出力、周波数重みＺ特性によるＡＣ出力、周波数重みおよび時間重み設定によるＤＣ出力）
0.707 Vrms/FS（ノーマルレンジ）、2.238 Vrms/FS（ワイドレンジ）
2.5 V/FS、0.25 V/10 dB
出力インピーダンス：５０Ω、負荷抵抗：10 kΩ以上、適合ケーブル：AX-501（別売）
動作：スタート・ポーズのトグル動作、ハード仕様：負論理パルス入力（電圧レベル：Ｌow: 0.0〜0.5 V、
̶
Hi: 3.0 〜 5.0 V）、 パルス幅：100 ms 以上、 絶対最大定格入力電圧：５Ｖ
設定比較値：40.0 〜 130.0 dB（0.1 dB 単位）、比較対象項目：LmaxまたはLpeak、̶
ディレイ時間：0 ms, 100 ms, 1 s, 5 s、
ＨＯＬＤ時間：100 ms, 1 s, 5 s, 手動、
出力論理：負論理または正論理、出力形式：オープンコレクタ方式（印可電圧：DC +3〜+24 V、電流 50 mA 以下）
年、月、日、時、分
閏年対応
本体の制御およびデータ出力、プリンタ（DPU-414）への出力
̶
転送速度：9,600/115,200 bps
本体の制御およびデータ出力、プリンタ（BL-112ⅡUI）への出力
̶
USB2.0 FULL SPEED （仮想 COMポート接続）
最長３０５ ｍ
最長３０５ ｍ
最長１０５ ｍ
内容：測定値、測定開始／終了時刻、実測時間、周波数重み特性、時間重み特性̶
モード：ノーマル（英数字）又は画面イメージ、適合プリンタ：DPU-414 / BL-112ⅡUI（別売）
単三形乾電池×２本、または ACアダプタ（PB-7090 別売）
約８時間（LR-6アルカリ電池使用時）−10〜＋50 ℃／ 25〜90 %RH（結露のないこと）−20〜＋60 ℃／ 10〜90 %RH（結露のないこと）
約 78（W）×263（H）× 47（D）mm
約３７５ｇ（電池を含む）
防風スクリーン（φ７０ mm）、キャリングケース、ハンドストラップ、乾電池、取扱説明書￥130,000（￥136,500）￥175,000（￥183,750）￥250,000（￥262,500）￥16,000（￥16,800）￥28,000（￥29,400）
A 特性：20 dB 以下、C 特性：25 dB 以下、Z 特性 30 dB 以下

レベルレンジ
時間重み特性測定項目
サンプリング周期
測定時間
全測定時間
スタートモード
校正
音響校正器
表示
表示更新時間メモリー機能 マニュアルメモリー
オートメモリー
Lpレコード測定条件記憶機能
レジューム
アナログ出力ＡＣ定格出力DC 定格出力
電気特性
外部コントロール入力
コンパレータ機能（オプションLA-0141）
時計機能
RS-232C
USB
マイクロホン延長※1
プリンタ機能電源
電池寿命
使用温度湿度範囲
保存温度湿度範囲
外形寸法
質量
付属品
価格（税込）
出荷時検定料※2※1 ここに記載されたケーブル延長距離は、それぞれ当社指定の専用ケーブルを用いた場合です。
※2 当社は原則として、出荷時おこなう検定については自主検査により「基準適合証印」
を付してこれに代えています。
出荷後の製品に対する検定は、当社で 点検・調整をおこなった後に（財）日本品質保証機構（JQA）に検定を依頼しています。
（普通騒音計：￥40,145 精密騒音計：￥65,770）
また、当社では検定無しの製品を標準としているため、検定（基準適合証印）付きの製品をご希望のお客様及び出荷時から公的機関による検定をご希望のお客様は、製品発注時にその旨をお申し付けください。

5オプション・周辺機器

LA-0206 全天候防風スクリーン

SC-3120/2120A 音響校正器

防風スクリーン●防風スクリーン 大（φ90 mm）【価格】￥2,000（税込 ￥2,100）＊ LA-2560/5560/5570には付属
しています。

●防風スクリーン 小（φ70 mm）【価格】￥1,500（税込 ￥1,575）＊ LA-1400/1440/4440には付属
しています。

全天候型防風スクリーンを使用することで、屋外での騒 音 測 定 時に風による雑 音の軽 減、雨や雪などによるマイクロホンの損傷を防ぐことができます。

LA-0203C 三脚
騒音計用当社標準三脚です。
最大高さは161.5 cm、最低高さはセンターポールを逆向きに付けることで10 cm以下にすることも可能です。

＊ LA-5570を除く。
＊ 別途 LA-0203C 三脚、マイクロホン延長ケーブ
ルが必要となります。
スクリーン直径：φ200 mm【価格】￥98,000（税込 ￥102,900）【価格】￥19,000（税込 ￥19,950）（スリック社製 スプリント PRO Ⅱ GM）

騒音計測に不可欠な音響校正器です。
JIS C1515:2004 に適合しています。
SC-3120は、Class1/C のピストンホンタイプの音響
校正器です。250 Hz, 114 dBの音圧レベルを出力します。JIS C1509に適合しているLA-1400/4440
シリーズにはSC-3120をご使用ください。
SC-2120Aは、Class2のスピーカータイプです。
1 kHz, 94 dBの音圧レベルを出力します。
【価格】
SC-3120 ￥220,000（税込 ￥231,000）
SC-2120A ￥49,000（税込 ￥51,450）

AX-501 信号ケーブル 2 m

マイクロホン延長ケーブル

2.5φミニミニプラグ● AG-3300シリーズ（6 芯タイプ）
適用騒音計 LA-2560/5560/5570【価格】● AG-2000シリーズ（同軸タイプ）
適用騒音計 LA-1410/1440/4440

AG-3301

5m￥12,000（税込￥12,600）

AG-201010 m￥9,800（税込￥10,290）

AG-330210 m￥15,000（税込￥15,750）

AG-203030 m￥13,800（税込￥14,490）

AG-330320 m￥20,000（税込￥21,000）

AG-205050 m￥40,000（税込￥42,000）

30 m￥25,000（税込￥26,250）

AG-3305

100 m￥75,000（税込￥78,750）（コードリール付）

DPU-414

AG-2100

100 m￥50,000（税込￥52,500）（コードリール付）

6

PC 側（D-SUB 9ピン）
【価格】￥12,000（税込 ￥12,600）

PB-7090 ＡＣアダプタ● 推奨 USB サーマルプリンタ
BL-112ⅡUI（三栄電機株式会社製）＊接続ケーブル付、AC アダプタは別売

DPU-414はRS-232C 付騒音計用のプリン
タです。マニュアルプリント・オートプリント・メモ
リープリントが 可 能 で す。接 続 ケ ーブ ル
（AX-5042）が付属しています。

USBインタフェース用プリンタです。マニュアル
プリント、オートプリント、メモリープリントの他、
LA-1440/4440では表示画面のハードコピーが可能です。

適用騒音計：LA-1440/4440/2560/5560/5570

適用騒音計：LA-1440/4440＊詳細は、三栄電機株式会社様へお問い合わせください。

【価格】￥55,000（税込 ￥57,750）
ACアダプタ PW-4007J（AC100 V 用）
￥7,000（税込 ￥7,350）
記録紙 CX-050B（1巻30 m、10巻1組）￥9,000（税込 ￥9,450）

AX-5022 RS-232C ケーブル 2 m（コードリール付）

・MI-0301マイクロホンホルダ付きです。
・コードリール付き延長ケーブルには、騒音計本体と接続する中継ケーブル（3 m）が付属しています。
・延長ケーブルを複数つないで長くすることができます。

プリンタ● RS-232C 用サーマルプリンタ＊ LA-2560/5560/5570には付属しています。

【価格】￥3,500（税込 ￥3,675）【価格】

AG-3304

AC/DC 信号出力、コンパレータ出力、および外部コントロール信号入力用

推奨 USBケーブル エレコム株式会社製・USB-MAEA03
USB（mini-A）オス=USB（A）メス
・USB-FS3
USB（A）オス=USB（B）オス

入力電圧：AC100〜240 V 50/60 Hz＊ 付属のＡＣコードは、日本国内仕様となります。
海外仕様（ＡＣ１20〜240 Vでお使いの際は、対応ＡＣコードを別途ご指定ください。
＊ＡＣアダプタ（Adapter Technology 製）
出力電圧：DC 5.9 V
出力コネクタ ：EIAJ RC-5320A、電圧区分２定格出力電流：3.5 Ａ
全 長：3.5 m＊ LA-2560/5560/5570にはACアダプタが付属しています。

【価格】￥5,500（税込 ￥5,775）

関連商品（WAV データ解析用ソフト）
・Oscope２データ編集ソフト／音質評価パック／変動音解析パック 他
・DSシリーズの解析ソフト ・ XNシリーズの解析ソフト＊詳細資料が必要な場合はお問合せ下さい。

オプション機能一覧
LA-0141
コンパレータ機能価格（税込）

LA-1410

LA-1440

LA-4440

LA-2560

LA-5560

LA-5570￥30,000（￥31,500）

̶

★

★

̶

̶

̶

￥150,000（￥157,500）

̶

̶

̶

★

★

★

￥200,000（￥210,000）

̶

̶

̶

★

★

★

̶

̶

̶

̶

★

★

￥150,000（￥157,500）

̶

̶

̶

★

★

★

￥150,000（￥157,500）

̶

̶

̶

★

★

★

￥100,000（￥105,000）

̶

̶

̶

★

★

★

LA-0551
1/1リアルタイムオクターブ分析
NC 値算出1/1オクターブバンドフィルタ出力

LA-0552
1/3リアルタイムオクターブ分析
1/3オクターブバンドフィルタ出力
ラウドネス値演算機能※

LA-0553
スペクトルモニタ機能

LA-0554
サウンドレコーディング機能

LA-0555
コンパレータ機能★：オプション

ラウドネス値演算機能は1/3オクターブ演算機能に含まれています（LA-2560を除く）

外形寸法図（単位：mm）

LA-4440/1410/1440

基準点

78
186
263

35

音波の基準入射角(27.5)

47
リアカバー（リアカバー内部）

88.7

三脚取付ネジ（1/4深6）（JIS B 7103）

プリアンプ

基準適合証貼り位置
マイクロホン
電池フタ（単三形乾電池×2本）
防風スクリーン（φ70）

質量：約 375 g（電池含）

85

85

(5.5)

LA-5560/2560(5.5)

LA-5570

209

209

278

347

プリアンプ

マイクロホン
（MI-1211）（コネクタカバー開閉）

(25)

(50)

(25)
電池フタ（単三形乾電池×４本）（コネクタカバー開閉）

50

コネクタカバー

コネクタカバー

電池フタ（単三形乾電池×４本）
プリアンプ

マイクロホン（ LA-5560:MI-1233
LA-2560:MI-1431 ）
71.5

カメラ三脚取付ネジ（１/４深６）（ＪＩ
Ｓ Ｂ ７１０３）71.5

質量：約 550 g（電池含）

カメラ三脚取付ネジ（１/４深６）（ＪＩ
Ｓ Ｂ ７１０３）

質量：約 500 g（電池含）7騒音計機能一覧● ：標準仕様○：オプションが必要

リニアリティレンジ100 dB
マニュアルメモリー連続測定［オートメモリー / ブロックメモリー］

普通級（20 Hz〜8 kHz）

広帯域

高感度

（〜20 kHz）（22 dB（A）〜）

̶̶

LA-2560

̶̶LA-1410

LA-1440

̶

̶

̶

̶

̶

̶

LA-5560

LA-5570̶

LA-4440

̶

̶

̶

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

作業環境（10 分間のLeq）

●

●

●

●

●

工場騒音

●

●

●

●

●

機械騒音

●

●

●

●

●

マルチ周波数重み設定

̶

̶

●

●

●

マルチ時間重み設定

̶

̶

●

●

●

10 ms 時間重み̶●（LA-4440のみ）

̶

̶

̶

RS-232C 接続

̶

●

●

●

●

USB（仮想コムポート接続）

̶

●

̶

̶

̶

USBストレージ機能

̶

̶

●

●

●

SDカードへのデータ保存

̶

̶

●

●

●

トリガ機能（計測・データ保存スタート）

̶

●

̶

̶

̶

長距離延長［BNCタイプ］
精密級（20 Hz〜12.5 kHz）
長距離延長［BNCタイプ］広帯域
一般計測（瞬時値 Lp、最大値 Lmax、等価騒音 Leq）
変動騒音
（等価騒音 Leq、時間率騒音 LN、単発暴露騒音 LE）

外部コントロール機能

騒音データのトレンド表示●●（リアルタイムデータのみ）（リアルタイムデータ＋保存データ）

̶

̶

̶

内部メモリーへのデータ保存●●（マニュアルメモリー 100データ（マニュアルメモリー 100データ）＋
ブロックメモリー 最大200,000データ）

̶

̶

̶

レベル判定［コンパレータ出力］

̶

○

○

○

○

外部コントロール

̶

●

●

●

●

騒音データ保存周期̶

演算値 1 s ／瞬時値 1 ms 以上

̶

̶

○

○

○

̶

̶

○

○

○

1/1・1/3オクターブバンドコンパレータ

̶

̶

○

○

○

タイムレコーディング（録音）機能

̶

̶

○

○

○

スペクトルモニタ

̶

̶

○

○

○

̶

̶

̶

○

○

1/1・1/3リアルタイムオクターブ分析※1

1/1・1/3オクターブバンドフィルタ※2

ラウドネス値演算※3

演算値、瞬時値、オプション機能による分析値

100 ms 以上※1 １／１オクターブフィルタは１／１リアルタイムオクターブ分析オプションソフトに、１／３オクターブフィルタは１／３リアルタイムオクターブ分析オプションソフトに同梱されています。
※2 リアルタイムオクターブ分析オプションとLA-2000/5000 用コンパレータオプションの双方が必要になります。
※3 ラウドネス演算機能は１／３リアルタイムオクターブ分析オプションソフトに同梱されています。
※Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い

当社製品（役務を含む）を輸出または国外へ持出す際の注意について
当社製品（役務を含む）
を輸出または国外へ持出す場合は､外為法（外国為替及び外国貿易法）の規定により､リスト規制該当品であれば､経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。
また非該当品であれば､通関上何らかの書類が必要となります。尚､非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は､経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。お問合せは､当社の最寄りの営業所または当社総務法務課（電話045-476-9707）
までご連絡ください。
●記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

注意●機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●代理店・販売店〒222-8507 神奈川県横浜市港北区新横浜3‒9‒3 TEL.
（045）
935‒3888

お客様相談室フリーダイヤル 0120−388841

受 付 時 間 ： 9 : 0 0〜1 2 : 0 0 ／ 1 3 : 0 0〜1 8 : 0 0（ 土・日・祝日を除く）
北 関 東（028）
浜（045）
684‒2400 横935‒3838
群馬（0276）販（045）
48‒4747 量
935‒3856
埼
玉（048）
津（055）
474‒8311 沼
988‒3738
首 都 圏（045）浜松476-9713（053）
462‒5611
多摩（042）
573‒2051 ト ヨ タ（0565）
31‒1779

ホームページアドレスE‒mailアドレス
CAT. NO. 1630-13 Printed in Japan 10Y（SK）
3K 10.11月改訂

中
京
大
広
九

部（052）
701‒6156
都（075）
957‒6788
阪（06）6386‒3141
島（082）
246‒1777
州（092）
432‒2335

http://www.onosokki.co.jp/
webinfo@onosokki.co.jp●このカタログは、環境にやさしい「植物性大豆油インキ」「再生紙」
を使用しています。