MPG40x ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

Los calibres Pirani de Magnetrón invertido de INFICON, MPG400 yMPG401, miden desde 5 x 10-9 mbar a la atmósfera (3.8 x 10-9 Torr ala atmósfera). Combinando tecnologías en una sola unidad compacta
con una señal de salida analógica logarítmica reduce significativamente
la complejidad de instalación, configuración e integración.

BENEFICIOSCalibre de combinación – Magnetron invertido & PiraniRango de medición amplio de 5 x 10-9 mbar a la atmósfera

No filamento para quemar

Excelentes propiedades de ignición



Fácil de limpiar



FPM o terminal de paso sellados de metalIndicador LED de alta tensión encendido

Señal de salida analógica logarítmica

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

1

MPG40x ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

Tipo

MPG400 FPM sealed

Escudo magnético

MPG401 metal-sealed
351-023

MPG400

DN 25 ISO-KF

351-010

MPG400

DN 40 CF-F

351-012MPG400

DN 40 ISO-KF

351-011

MPG401

DN 25 ISO-KF

351-020

MPG401

DN 40 CF-F351-022

MPG401

DN 40 ISO-KF

351-021ESPECIFICACIONES
Tipo

MPG400 FPM sealed

MPG401 metal-sealed

Rango de medición (aire, Nೣmbar

[೜೚… 1000[೜೚… 1000Rango de medición (aire, NೣTorr

[೜೚… 760[೜೚… 760% of reading

ปs

ปs

% of reading

ปs

ปs

anyanyื OLPLWHGWRLQHUWJDVHVื OLPLWHGWRLQHUWJDVHVPrecisión(Nೣ[೜೙… 100 mbar
Repetibilidad
[೜೙… 100 mbar
Orientación de montaje
Presión admisiblebar (absolute)Temperatura admisible
Funcionamiento (ambiente)°C+5 … +55+5 … +55

Almacenamiento°C–40 … +65

–40 … +65

Horneado (1)°C

150

150

Temperatura de filamento(Pirani)

°C

120

120

V (dc)+15 … +30+15 … +30

En la unidad de suministro con V (dc)una longitud de cable máx. (2)+16 … +30

+16 … +30

Tensión de alimentación
En el calibre

Tensión de alimentación
Ondulación

V (p-p)ืืConsumo de potenciaWืื

Fusible para conectarATืืV

0 … +10.5

0 … +10.5

Señal de salida (señal demedición)
Rango de tensión2MPG40x ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

ESPECIFICACIONES
Tipo
Rango de medición

VTensión contra Presión

MPG400 FPM sealed

MPG401 metal-sealed+1.82 … +8.6

+1.82 … +8.6

logarithmic, 0.6 volts per
decadelogarithmic, 0.6 volts per
decadeSeñal de error
sin suministro

V

<0.5

<0.5

Sensor Pirani, ruptura defilamento

V>9.5>9.5

Impedancia de salidaവ2 x 102 x 10

Impedancia cargada mínima

Nവ

10, short-circuit proof

10, short-circuit proofS!೜೗mbarms<10<10S ೜೙mbarmsปป

85, referenced to supply
common85, referenced to supply
commonTiempo de respuesta

Calibre de identificación
EstadoModo sólo Pirani

V0 (low)

0 (low)

Modo de cátodo frío / Pirani
combinadoV

15 … 30 (high)

15 … 30 (high)LED greenhigh voltage onhigh voltage on

Estado
LEDConexión eléctrica

FCC 68 appliance connector, FCC 68 appliance connector,
8 poles, female
8 poles, female

Cable sensor

8 poles plus shielding

8 poles plus shielding

Longitud de cablemื [PP²)ื [PP²)

Tensión de funcionamientokVืื

Corriente de funcionamientoµA

ื

ื

Materiales expuestos al vacío
Volumen interno

stainless steel, AlೣO೤FPM75, stainless steel, AlೣO೤Ag, Cu,Mo, Ni, Au, W
Sn, Mo, Ni, Au, W
cm³

ป

ป

DN 25 ISO-KFg

ป

ป

DN 40 ISO-KFg

ป

ป

DN 40 CF-Fg

ป

ป

IP 40IP 40

Peso

Categoría de protección
Estándares
Conformidad CE

3

MPG40x ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,EN 61010-1
EN 61010-1

1) Without electronics and magnetic shielding.
2) The minimum voltage of the supply unit must be
increased proportionally to the length of the sensor cable.

PIEZAS DE REPUESTO
MPG400 FPM sealed

MPG401 metal-sealed

MPG400 Maintenance set

351-999-

MPG400 Repair set.

351-998-

MPG401 Maintenance set-351-997

MPG401 Repair set-351-996

MPG40x Ignition tool set

351-994351-994

MxG40x/50x Spare parts ignition aid (10)351-995351-995

MPG400 FPM sealed

MPG401 metal-sealed

351-023351-023

ACCESORIOS
Escudo magnético

4

MPG40x ATM to Ultra-High Vacuum Gauge

DIMENSIONES

www.inficon.com

reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
(2014-09)© 2014 INFICON