HLD6000Detektor úniku chladiva
Kontrola těsnosti splňujícínejvyšší nároky na kvalitu

Maximální účinnostpři kontrole těsnostiDetektor úniku chladiva HLD6000 společnosti INFICON nastavuje novou úroveň laťky v oblasti kontroly těsnosti.
Jeho uživatelsky přívětivé ovládání,reprodukovatelnost výsledků měřenía integrace do lokálních sítí jsou vlastnosti, kterými značka INFICON definovala nový standard pro koncové zákazníky. Úzké a ergonomicky tvarované
detekční držadlo umožňuje ještě efektivnější vyhledávání netěsností. Inovativní dotykový displej je zárukou
snadné obsluhy HLD6000. Ani v oblasti
komunikační všestrannosti nezůstáváHLD6000 pozadu. Pro záznam a využití
měřených dat a integraci do lokálních
sítí jsou kromě rozhraní USB k dispozici také volitelný modul I/O a volitelnýmodul Fieldbus.
KOMPAKTNÍ, LEHKÉ A CHYTRÉ
Pro optimální a efektivní vyhledávání
netěsností je klíčová zejména role kompaktního detekčního držadla. Detekčnídržadlo přístroje HLD6000 je nejen velmi
úzké, ale také lehké a ergonomicky tvarované. Hledání netěsností na špatněosvětlených kontrolovaných místech
usnadňují dvě osvětlovací LED v čichacíšpičce, které umožňují přesné nasměrování na kontrolovanou oblast a blikánímuživateli signalizují překročení nastavené
prahové hodnoty. Barevná stavová LEDuživatele nepřetržitě informuje o provoznípřipravenosti přístroje, o měřicím režimu,o překročení prahové hodnoty a o chybách a výstrahách.

DVOUKANÁLOVÝ VSTUPNÍ SYSTÉM
Dvoukanálový vstupní systém, který se jižosvědčil u dřívějších produktů, nepřetržitě
porovnává podzemní koncentraci s průtokem měřeného plynu, čímž redukuje
falešné poplachy na minimum.

REFERENČNÍVEDENÍ
MĚŘICÍ VEDENÍOPTIMALIZOVANÁ DETEKČNÍDRŽADLA
Přístroj HLD6000 lze vybavit detekčními
držadly optimalizovanými na konkrétní
detekované plyny. Kromě detekčních
držadel pro CO2 a R600a/R290 můžete
použít univerzální držadlo Smart pro
chladiva na halogenové bázi.

SÍTĚNÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADYPřístroj HLD6000 můžete bez problémů připojit
k lokálním sítím. Volitelný modul I/O poskytuje několik analogových a digitálních rozhraní. Ještě větší
komunikační flexibilitu HLD6000 v lokálních sítích
pak lze zajistit formou volitelného modulu Fieldbus.
Rozhraní USB umožňuje kromě přenosu měřených
dat z interní paměti také ukládání měřených datpřímo na připojený USB flash disk. Kromě toho serozhraní USB využívá také pro aktualizace softwaru.
Proškolení pracovníci je zvládnout provést zcela
bezproblémově a jednoduše.

Kromě odolných součástí s velmi dlouhou životnostíbyl při vývoji HLD6000 kladen důraz také na cenově
příznivý servis a údržbu. Proto jsme zvolili použitísnímače, který nepodléhá opotřebení. Nově navržený
držák COOL-Check umožňuje vyškoleným osobám
rychle a přesně vyměnit interní detektor úniku jediným pohybem ruky.

SYSTÉM PROKÁZÁNÍ VÝSKYTU PLYNU
Infračervený snímač s dlouhou životností nabízíkromě vysoké citlivosti také extrémně krátkou
reakční dobu a byl vyvinut speciálně k prokazovánívýskytu chladiv. Díky tomu dokáže z velké míryzamezit falešným poplachům způsobeným vodou,
rozpouštědly nebo jinými zdroji.

DOTYKOVÝ DISPLEJHMI navigace firmy INFICON s intuitivnínavigací v menu výrazně usnadňuje používání přístroje pro hledání netěsnostía umožňuje řadu nastavení. Ukazatel průběhu míry netěsnosti optimálně zobrazuje
nalezené netěsnosti a přispívá k efektivnímu hledání netěsností.

KALIBRAČNÍ PORTSnadná a automatická kalibracenebo kontrola funkčnosti se spustízavedením čichací špičky.

PŘEHLED VÝHOD
Certifikováno cTÜVus(KONTROLOVÁNO NRTL)• Žádné falešné poplachy
Díky dvoukanálovému vstupu můžete efektivně lokalizovatnetěsnosti i při vysokých podzemních koncentracích.
• Nízké provozní nákladyDíky odolným součástem s dlouhou životností jsou náklady
po celou dobu životnosti produktu velmi nízké.
• Podpora moderních komunikačních systémů
Volitelně dodávané systémy Fieldbus umožňují dokonalou
integraci produktu do průmyslových sítí.
• Vysoká disponibilita
Rychlá výměna interního referenčního detektoru úniku
Cool Check jedním pohybem ruky
• Snadné ovládání
Práci s přístrojem pro hledání netěsností značně usnadňuje
intuitivní navigace v nabídkách menu. Ergonomicky tvarované držadlo čichací sondy pak napomáhá dlouhodobémupoužívání zařízení bez únavy uživatele.

Používání našich detektorů chladiv pomáházabránit úniku většího množství chladivškodlivých pro životní prostředí do atmosféry.

USB ROZHRANÍUSB rozhraní umožňuje kromě přenosuměřených dat z interní paměti také
jejich ukládání přímo na připojený USB
flash disk. Kromě toho se rozhraní USBvyužívá také pro aktualizace softwaru.
Proškolení pracovníci je zvládnout provést zcela bezproblémově a jednoduše.

VARIANTY ČICHACÍCH ŠPIČEKPomocí různých variant čichacíchšpiček můžete efektivně vyhledávatnetěsnosti i na těžko přístupnýchmístech.

Správná volba pro prvotřídní výkonSpolečnost INFICON nabízí špičkové produkty v oblasti měřicí techniky, senzorové
technologie a procesního řízení. Přístroje pro kontrolu těsnosti společnosti INFICON
významně přispívají k zefektivnění procesů, k zabezpečení kvality a k ochraně životního
prostředí, zejména v oblasti chladicí a klimatizační techniky a výroby polovodičůa automobilů.
Společnost INFICON stojí při vás jakožto schopný partner se zkušenostmi ve vašemodvětví. Společně s vámi vždy najdeme optimální řešení vašich požadavků. Specializovaní odborníci v celosvětové síti poboček INFICON jsou připraveni poskytnout vám
nejlepší servis a maximální možnou podporu. Naše nejmodernější výrobní závody senacházejí v USA, Evropě a Asii.

H L D 6000
TECHNICKÉ ÚDAJE
Nejnižší prokazatelné množství chladiva:s držadlem pro detekci jednotlivých plynůs univerzálním držadlem SmartNejmenší prokazatelná míra netěsnosti:s držadlem pro detekci jednotlivých plynůs univerzálním držadlem SmartOdezvaMěrné jednotky netěsnostiDoba náběhu do funkčního stavu
Digitální vstupy/výstupy
Sériové rozhraníR600a/R290, R744 (CO2)Chladiva na halogenové bázi
1,0 g/a0,5 g/a<1s
g/a, mbar l/s, oz/yr, lb/yr, Pa m3/s
< 30 s
10 vstupů, 8 výstupů (při použití s modulem I/O1000)
RS232 (při použití s modulem I/O1000) nebo
systémy Fieldbus (při použití s modulem Profibus,s modulem PROFINET IO atd.)
266 mm, 365 mm
4,5 kg
5–50 °C
320 sccm
3 rokyRozměry (průměr, výška)HmotnostPřípustná provozní teplotaPrůtok plynu
ZárukaINFORMACE PRO OBJEDNÁNÍPRODUKTHLD6000 s držadlem R744 (CO2)a adaptérem pro kalibraci R744 (CO2)*
HLD6000 s držadlem R600a/R290*
HLD6000 s držadlem Smarta kontrolní netěsností COOL-Check
Základní přístroje obsahujívedení čichací sondy (4,8 m) a standardníčichací špičku (100 mm).
Držadla pro výměnus vedením čichací sondy (4,8 m):
Držadlo R744 (CO2)Držadlo SmartDržadlo R600a/R290
VOLITELNÉ DOPLŇKY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
Modul I/O1000 (vstupní/výstupní modul)
Modul Profibus
Modul PROFINET IO
Modul Device Net
Modul Ethernet/IP
Další systémy Fieldbus na vyžádání
Datový kabel (HLD6000-I/O1000)
Délka kabelu 2 m
Délka kabelu 5 m
Délka kabelu 10 m

KAT. Č.
510-025510-028510-027511-045511-047
511-048560-310560-315560-316560-317560-318560-332560-335
560-340* bez Cool-Checkw w w.in fico n .c o mreachus@inf icon.com

Své výrobky neustále vylepšujeme a jejich specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
Kiba43cs1-04-(2006)     © 2020 INFICONPRODUKT
KAT. Č.
511-021Čichací špička 100 mm
511-024Čichací špička 400 mm
511-022Čichací špička 400 mm ohnutádo půlkruhu
Prodloužení pro čichací špičku
511-020400 mm511-029500 mm, 45° lomené
511-025
Násada proti nasání vody
Prodloužení kabelu držadla, 4,8 m
511-040
Adaptér pro kalibraci R744 (CO2)511-042Obsaženo v základním přístrojiHLD6000 s držadlem R744 (CO2).
Externí detektor úniku chladiva R134a, (2–5 g/a) 122 20Externí detektor úniku chladiva R600a, (2–5 g/a) 122 21Externí detektor úniku chladiva R290, (7–8 g/a) 122 31
122 32Externí detektor úniku chladiva R744 (CO2),(2–3,5 g/a)Externí detektor úniku chladiva R1234yf, (2–5 g/a) 122 35
Externí detektor úniku chladiva R32, (2–8 g/a) 122 36SSPOTŘEBNÍ MATERIÁL511-027
Držák filtru pro čichací špičku (20 ks)
511-018
Vložky filtru (20 ks)
511-010Náhradní COOL-Check(jen pro HLD6000 s držadlem Smart)
Omezená skladovatelnost. Nepořizujtedo zásoby.