Bluetooth搭載デジタルクランプメータ/マルチメータ

DCL31DRBT/DLC470BT/PM300BT

るぶBl？
るて送っを転thootueがされ載搭

ータ
デ定
測に
手軽、

デジタルマルチメータ
リーククランプメータ
ミニクランプメータ

DCL31DRBT
標準価格

DLC470BT
標準価格

PM300BT
標準価格

税込¥18,000 (¥19,800)

税込¥54,000 (¥59,400)

税込¥32,800 (¥36,080)

データ取込アプリケーション

SANWA BLE LINK iOS用
無償ダウンロード

DCL31DRBT/DLC470BT/PM300BT

Bluetooth搭載

デジタルクランプメータ/マルチメータ

DCL31DRBT

アプリケーション

税抜¥32,800
税込¥36,080（ケース付属）Bluetoothで、手軽に測定データ転送
DC/AC両用ミニクランプメータ

分解 能ファンクション 測定レンジ

最高確度

交流電流60/400A
直流電流60/400A
直流＋交流電流 400A±（2.0%+5） 0.01A±（2.0%+5） 0.01A±（2.5%+10） 0.1A

■真の実効値測定
サンプルレート 2回/秒
■IEC61010に準拠した
周 波 数 特性 45〜400Hz
安全設計
表示桁数
6000
■全波/半波整流波形の測定が クランプ径 25mm
導 体サイズ 10×26mm
可能なDC+AC機能搭載
通信
Bluetooth®4.2
測定データ転送間隔 約１回/秒■ピークホールド機能搭載
インターフェイス *iOS Ver11以降/Windows10 64bit版
電源LR03（単4形アルカリ）×2■堅牢なCTセンサ採用
電池寿命
約35時間（バックライト非点灯）約32時間（Bluetooth使用時）■オートパワーオフ（約15分） 寸 法 /質 量145× 54× 31mm/約120g
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V
機能付き（解除可能）■バックライト

測定したデータを無線通信によって対応端末へデータ送信が可能。
以下のソフトが使用可能です。

SANWA BLE LINK (iOS用)・測定値や測定器の液晶の情報を表示
・測定値のグラフ表示
・測定データを保存して他のアプリへアップロード

標準付属品

iPad/iPhone

キャリングポーチ（C-DCL10）、取扱説明書

DLC470BT

税抜¥54,000
税込¥59,400（ケース付属）

50Hz/60Hz周波数帯の切替式バンドパスフィルターを搭載

ファンクション 測定レンジ■EC61010-1 CAT. Ⅲに適合
■ACA、ACmAの50Hz/60Hzを中心とする周波数帯のみを抽出するバンドパスフィルター機能を搭載■Bluetooth通信機能搭載で、手軽に測定データを転送■MAX/MINホールド、データホールド機能■オートパワーオフ/バックライト付
標準付属品

最高確度

Bluetoothで、手軽に測定データ転送
CATlV準拠のポケットテスタ

Bluetooth 機能ON：約40時間 (バックライト消)206× 83× 38mm/約320g
IEC61010 CAT.Ⅲ600V

ファンクション 測定レンジ■6000カウント■真の実効値測定（AC）■国際安全規格 (準拠)
CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600V■0.8％最高確度■周波数測定（正弦波交流のみ）■データホールド、リラティブ機能■オートパワーセーブ（約15分）解除可■通信はBluetooth 4.2搭載

直流電圧
交流電圧
抵
抗コンデンサ容量周波数
導通ダイオードテスト

最高確度 分解能

測定記録支援システム

無線通信（Bluetooth 等）
で繋がった測定器から送信されてくる測定値を、CAD 図面、PDF
図面や Excel 帳票へ入力することができるソフトウェアです。
BLuEなら、いつも使っている帳票や図面に測定値をダイレクトに入力できるので、測定と同時に報告書が完成します。

●測定値を図面、帳票にダイレクト入力BLuEを用いることで、測定と同時に入力が完了します。
そのため、測定結果の記入ミスやPC入力時の転記ミスなどのお悩みを解決できます。
●メーカーや機種を問わずさまざまな測定器に同時接続
CAD図面
PDF図面
Excel帳票

表示
サンプルレート
周波数特性
電源
電池寿命

数値部6000
数値部 約5回/秒
45〜500Hz
CR2032（リチウム電池） 3Vx1
Bluetooth機能 OFF時：約150時間/ON時：約60時間
Bluetooth連続通信時：約30 時間（約20 ℃室温時）
寸法/質量110× 56× 13mm/約84g
テストリード長/ピン先 全長約0.5m / 18mm
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V

本 社

03-3253-4871(代)〒101-0021
東京都千代田区外神田2-4-4 電波ビル

0120-51-3930

入力抵抗600m/6/60/600V±(0.8%+3) 0.1mV
10MΩ
6/60/600V±(1.2%+5) 0.001V
600/6k/60k/600k/6M/60MΩ ±(1.5%+5) 0.1Ω60n/600n/6μ/60μ/600μF±(3.0%+10) 0.01nF
99.99/999.9/9.999k/99.99kHz ±(0.5%+3) 0.01Hz
10〜50Ω以下でブザー音 開放電圧：約1.0V
開放電圧 約3.2V

詳しくは弊社代理店にお問い合わせ下さい。

受付時間
9:30〜12:00 13:00〜17:00(土日祝日を除く)

iOS ver11以降
専用アプリ
Bluetooth 4.2
1台
APPストア特長

キャリングケース（C-PM300）、取扱説明書

フリーダイヤル

動作環境
OS
ソフト
通信方式
ペアリング
アプリ入手先1MΩ

税抜¥18,000
税込¥19,800（ケース付属）

三和製品についてのお問い合せは

入力抵抗※CADはWindows版のみ、PDFはiPad版のみ対応

PM300BThttps://www.sanwa-meter.co.jp

分解能60.00mA/600.0mA±(1.2%+5) 0.01mA
60.00A/400.0A±(1.2%+5) 0.01A
600.0V±(1.2%+5) 0.1V
600.0V±(1.0%+2) 0.1V
999.9Ω
±(1.0%+8) 0.1Ω
約30Ω以下でブザー音 開放電圧：約0.9V

サンプルレート 2回/秒
周 波 数 特 性 40〜400Hz
表示桁数
6000(V/A) 9999(Ω)
クランプ径 Φ35mm
導 体サイズ 10x40mm
通信
Bluetooth®5.1、iOS/Windows10、端末に測定データを転送
インターフェイス 測定データ転送間隔 約１回/ 秒
電源LR03(単4形アルカリ)×2
電池寿命
Bluetooth 機能OFF：約42時間
寸法/質量
安全規格

テストリード（TL-21a）、取扱説明書
キャリングポーチ（C-DCM660）

標準付属品

リーク電 流
交流電流
交流電圧
直流電圧
抵
抗導通

大阪営業所

06-6631-7361(代)〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西2-7-2

アネステック社「BLuE」
ページ