NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

日亜化学工業株式会社

青色標準 LED 標準仕様書

NLSB06S01● 光束・放射束校正用● 温度調節機能付

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

規格(1) 絶対最大定格
記号

最大定格単位順電流

項目

IF400mA

逆方向許容電流IR50mA

動作温度

Topr

20 ~ 30°C

保存温度

Tstg

0 ~ 40°C

白金測温抵抗素子電流

Ipt

2mA

ペルチェ素子電流

Ipel-1 ~ 1A

ペルチェ素子電圧

Vpel-3.2 ~ 3.2V

記号条件

標準単位順電圧VF

Tpt = 55°C, IF = 350 mA

3.4V

光束

Φv

Tpt = 55°C, IF = 350 mA15lm

放射束

Φe

Tpt = 55°C, IF = 350 mA

225mWx-Tpt = 55°C, IF = 350 mA

0.13-y-Tpt = 55°C, IF = 350 mA0.06-* TA = 25°C での値です。

(2) 特性項目色度座標* TA = 25°C での値です｡* 光束､放射束は､CIE 127:2007 に準拠した国家標準校正値と整合をとっています｡* 色度座標は､CIE 1931 色度図に基づくものとします｡* 白金測温抵抗素子制御温度 Tpt は 50 ~ 60°C の範囲で使用してください｡* LED をソケットに装着した状態の特性です｡* TA = 25°C にて枯化点灯(IF = 350 mA､200 時間)実施後の特性です｡(3) 光束維持率
100 時間連続点灯したときの維持率が初期値に対して±3%* TA = 25°C､Tpt = 55°C (±0.03°C)､IF = 350 mA (±0.1%)での値です。

1NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

使用例(1) 接続● 接続方法を下図に示します。

ペルチェコントローラー

本製品
LED 駆動用
定電流源

LED VF 測定用
デジタルマルチメーター

推奨使用機器性能
ペルチェコントローラー

PID 制御機能付き
温度計測精度:±0.03˚C 以内

LED 駆動用定電流源

駆動電流精度:設定電流の±0.1%以下

LED VF 測定用デジタルマルチメーター

入力インピーダンス :1 GΩ 以上(2) 設置● 標準 LED の保持方法例を下図に示します｡(3) 計測● 温度コントロールを開始して LED に定電流を印加し､光束､放射束が安定してから計測を開始します｡
通常の使用では 1~3 分で校正を行うのに十分安定な状態を得ることができます｡
点灯開始から 5 分までの特性は｢点灯安定性｣を参照下さい｡

2

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

外形寸法
管理番号 No.

NLSx06S01STS-DA5-0014(単位 Unit： mm, 公差 Tolerance：(単位 Unit：±0.2)mm)+0Parallel Pin Φ 2 -0.1 Height 3±0.5(46)26+0Φ 20 -0.15

Φ 8(5)

Φ 34.614.5(1.2)+0Φ 25 -0.1

Plate

2.1±0.1

Case

10±0.1
3±0.5

M6 Depth 7Connector

中心軸
Mechanical Axis

項目 Item

数量 Quantity

内容 Description
Part No.: EGJ.0B.309.CLA(from LEMO JAPAN Ltd.)

1

ケース
Case

材質： アルミニウム
Material: Aluminum

1

プレート
Plate

材質： 樹脂コネクタ
Connector

Material: POM

型番 NICHIA Part Number

1

シリアル番号 Serial Number
型番 NICHIA Part Number
NLSx06S01
x - 発光色（ 例 W：白色）x - Color (Example W: White)
シリアル番号 Serial Numberxxxxx
ロゴマーク NICHIA LED Mark

ロゴマーク NICHIA LED Mark3

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

内部回路
管理番号 No.

NLSx06S01
STS-DA5-0015

矢印方向から見たコネクタ図は以下を参照して下さい。
Refer to the following illustration for the connector pin numbering(viewed from direction of the arrow).

871296534

1. LED点灯用（アノード側）
LED Anode to Power Supply
6. LED順電圧測定用（アノード側）
LED Anode for For ward Vo ltage me asurement
保護素子ProtectionDevice

ペルチェ素子 Peltier Device
AnodeLED

8. ペルチェ素子制御用（+）
Pe ltier De vice (+)

白金測温抵抗素子 P latinum RTD
9. ペルチェ素子制御用（-）
Pe ltier De vice (-)
C atho de
3. 白金測温抵抗素子（3 端子）
Platinum Tempera ture Sensor (3 Wire Type)4. 白金測温抵抗素子（3 端子）
Platinum Tempera ture Sensor (3 Wire Type)5. 白金測温抵抗素子（ 3 端子）
Platinum Tempera ture Sensor (3 Wire Type)
7. LED順電圧測定用（カソード側）
LED C athode for Forward Voltage measure ment
2. LED点灯用（カソード側）
LED C athode for P ower Supply

4

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

梱包仕様
管理番号 No.

NLSx06S01
STS-DA5-0016* 製品、 キャップ、 緩衝ウレタンをプラスチックケースに入れます。
The capped products are placed in a urethane-filled plastic case.
* プラスチックケースをシリカゲルとともにアルミ防湿袋に入れ、 熱シールにより封をします 。
The plastic case and desiccant (silica gel) are placed in a moisture-proof foil bag and then heat-sealed.
* 製品を入れたアルミ防湿袋をプチシートでくるみ、 段ボール箱に梱包します。
The moisture proof foil bag is covered with bubble-wrap and the bubble wrap is placed in a cardboard box.
* 段ボール箱内に空きスペースがなくなるまでプチシートを重ね､ 最後に段ボール箱のふたをガムテープで止めます 。
Extra bubble-wrap is filled in the empty space of the box. Then the box is sealed with packing tape.
* プラスチックケースには出荷先、 型名、 数量、 備考を明記したラベルを貼りつけます。
A label specifying “Customer Name, NICHIA Part No., Quantity and Notes” is attached to the plastic case.

5

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

光学特性* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
発光スペクトルSpectrum
Spectrum

管理番号 No.

相対発光強度Relative Emission Intensity (a.u.)

1.0

TA = 25°C

0.80.6V(λ)
0.40.20.0
400

450

500

550

600

650700光度
Luminous Intensity

-20°

-10°

0°

10°

20°

-30°

放射角度
Radiation Angle

750800波長Directivity1Wavelength (nm)

指向特性
Directivity

TA = 25°C

30°40°-40°50°-50°-60°

60°

-70°

70°

-80°

80°

-90°

90°

10.5

色度
Chromaticity Coordinate

0
相対光度
Relative Luminosity
Spectrum

0.51

TA = 25°C

0.05

相対色度
Relative Chromaticity Coordinate

NLSB06S01
STS-DA5-0017

xy

0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05
-90-60-300306090放射角度
Radiation Angle(°)* 標準LEDに取り付けられた白金測温抵抗素子の温度が55°Cなるように温度コントロールしたときの特性です(IF = 350 mA)。
These characteristics are measured at IF = 350 mA and Tpt = 55°C.
* ペルチェコントローラーの温度制御安定度は±0.03°Cです(メーカー仕様値)。
The Stability of Peltier Controller is ±0.03°C (data from manufacturer specification).

6

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

点灯安定性* 本特性は参考です。
All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.

点灯時間 － 相対順電圧特性
Relative Forward Voltage
Over TimeT A = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

0.4
0.3
相対光束
Relative Luminous Flux (%)

0.002
0.001
0.000
-0.001-0.002-0.0030.2
0.1
0.0-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5-0.004
0100

200

0300

100

点灯時間Time (sec)Relative x Coordinate
Over Time

200300

点灯時間
Time (sec)点灯時間 - 相対色度 x特性

点灯時間 - 相対色度 y特性
Relative y Coordinate
Over Time

IfIv

TaIv

0.003

0.003
TA = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

TA = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

0.002
相対色度 yRelative y Coordinate

0.002
相対色度 xRelative x Coordinate

NLSB06S01
STS-DA5-0018

TaVf

0.5

TA = 30°C
T A = 25°C
T A = 20°C

0.003
相対順電圧
Relative Forward Voltage (V)

点灯時間 - 相対光束特性
Relative Luminous Flux
Over Time

VfIf0.004

管理番号 No.

0.0010.000-0.001-0.0020.001

0.000-0.001-0.002-0.003-0.0030100

2003000点灯時間
Time (sec)

100200300

点灯時間
Time (sec)* 標準LEDに取り付けられた白金測温抵抗素子の温度が55°Cなるように温度コントロールしたときの特性です(IF = 350 mA)。
These characteristics are measured at IF = 350 mA and Tpt = 55°C.
* ペルチェコントローラーの温度制御安定度は±0.03°Cです(メーカー仕様値)。
The Stability of Peltier Controller is ±0.03°C (data from manufacturer specification).
* 点灯時間－相対順電圧特性、点灯時間－相対光束特性、点灯時間－相対色度x特性、点灯時間－相対色度y特性は、
TA = 25°C、LED点灯300sec後の値を基準としています。
In the above graphs, the value at 300 seconds of the curve of TA = 25°C was set as the reference point.

7

NICHIA STS-DA1-1234A <Cat.No.110323>

注意事項(1) 保管● 保管は 30˚C 以下、70%RH 以下の環境条件とし、乾燥剤（シリカゲル）入りの密閉容器等を使用して下さい。
● 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
● 本製品に使用されている LED には、パッケージの内側及び外側に銀メッキを使用しています。
腐食性ガス等を含む雰囲気にさらされますと、メッキ表面が変質し、光学特性等に影響を及ぼすことがあります。
保管時は雰囲気の管理に十分注意してください。

(2) 取り扱い上の注意● 本製品に使用されている LED は、封止樹脂にシリコーン樹脂を用いているため、封止部が柔らかく、汚れやすくなっています。
樹脂部への接触は特性への影響、不灯の原因となります。
● 衝撃を与えると、特性に影響を与えることがありますので、注意してください。

(3) 静電気に対する取り扱い● 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行って下さい。
リストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去
作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去
導電性材料による作業台、保管棚等の設置● 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。
● 治具、装置類にガラスやプラスチックなどの絶縁体を使用される場合は以下の例を参考に対策を十分行って下さい。
導電性材料による導電化加湿による帯電防止除電器(イオナイザ)による電荷の中和● 本製品の特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いします。
電流を下げて(6 mA 以下推奨) 順電圧検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は検出できます。
● 損傷した LED には、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。
不合格判定基準：( VF < 2.0 V at IF = 3 mA )(4) 目の安全性● 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の適用範囲に含められました。一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改訂された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。
但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含められています。これらの国や地域向けには、ご注意下さい。IEC62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力 LED ではリスクグループ 2 に相当する場合もあります。
LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意下さい。
● 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。

(5) その他● 本製品は、校正用途に使用されることを意図しております。校正用途以外では使用しないで下さい。
● 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。
万一本製品に不具合が発見された場合は、本製品自体の解体をすることなく弊社まで直接ご連絡下さい。
● 購入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
● 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

8