管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス
医療機器認証番号：223AFBZX00185000

ノリタケ カタナ® ジルコニア

イットリア マルチ レイヤード

All -In-One Disc※

様々な症例を1枚のディスクで※「ノリタケ カタナ® ジルコニア」（HTML PLUS、STML、UTML）の適応症例に対応します。

All-In-One Solution

様 々 な 症 例 を 1 枚 の ディスクで優れた機 械 的 特 性と透 光 性を融 合「ノリタケ カタナ ジルコニア」のYMLは、異なる色調、透光性、機械的強度を有する原料を積層したジルコニアディスクです。独自に開発したジルコニア原料と製造方法に更なる改良を加えることで、彩度と透明度が境目のないシームレスなグラデーションと共に、優れた機械的特性と透光性を融合させました。

レイヤー層

曲げ強さ※1

透光性※2

High translucency

エナメル層
（35%）

75049%

ボディ層1（15%）

100047%110045%MPa

MPa

ボディ層2（15%）

ボディ層3（35%）（イメージ図）測定条件：無着色ジルコニア（原材料）を使用※1 ISO6872：2015準拠（3点曲げ試験）、試験片サイズ：3×4×40mm※2 全光線透過率、光源：D65、試験片厚み：1.0mm
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

MPaHigh strength( )内%はディスクに占める各レイヤー層の厚み割合

幅 広 い 症 例 、製 作テクニックに対応
1枚のディスクで、透光性を必要とする前歯修復物から、強度を必要とするロングスパンブリッジまでの幅広い症例に対応できるディスクです。フルジルコニア修復物のステイン・グレーズ仕上げはもちろん、陶材焼付修復物も製作できます。
YML推奨用途

ラミネートベニア
インレー、アンレー
前歯／臼歯クラウン
ロングスパンブリッジ
陶材焼付用フレーム

マルチレイヤー ド シリーズ
推奨用途

ラミネートべニア
インレー・アンレー

前歯クラウン

測定条件：無着色ジルコニア（原材料）を使用※１ ISO6872:2015準拠（3点曲げ試験）、試験片サイズ：3×4×40mm
クラレノリタケデンタル（株）測定：条件により数値は異なります。

臼歯クラウン

3本ブリッジ

ロングスパンブリッジ（フルマウス可）曲 げ 強 さ ※1透光 性 ※ 2557

5174 84975 0〜110 045 〜49

115 045（M P a ）（%）※２ 全光線透過率、光源：D65、試験片厚み：1.0mm

症 例に応じた使 い 分け

高い強度を有し、ロングスパンブリッジまで対応します。
口腔内で調和する生命感のある色調です。

陶材焼付
クラウン

1.フレームの製作

2. 陶材 の築盛・焼成※※セラビアン ZR

3. 口腔内装着

写真提供：カナレテクニカルセンター（担当医：さぶり歯科佐分利 清信 先生）

高い透光性を有し、前歯にも対応しやすくステインと組合わせることにより多彩な色調表現が可能です。
フルジルコニアクラウン

1. シェードテイキング

2. ステイン※塗布※セラビアン ZRプレス LF

3. 完成4. 口腔内装着
写真提供：カナレテクニカルセンター（担当医：中澤歯科クリニック 中澤 章 先生）

透光性と機械的特性のバランスに優れており、幅広い症例に対し安定した色調表現が可能です。
フルジルコニアクラウン

1. 支台歯形成

2. ワックスアップ 3. 完成

4. 口腔内装着（左：頬側面観、右：咬合面観）※クラレノリタケデンタル株式会社の依頼に基づき、歯科医療機関にて撮影しています。歯科医療機関の要請により提供元を記載していない場合があります。
ご不明な点はクラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤルまでお問い合わせください。

Simple Esthetics

簡 単 な 操 作 で 、高 い 審 美 性 を
生命 感 の あるグラデ ーション
シェードガイドに準じた色調に加え、高い透光性を有するエナメル層と、口腔内で調和するように明るく生命感を有するボディ層とが、境目のない滑らかなグラデーションを有しています。
透光性と色調のバランスに優れており、簡単な作業で安定した色調表現が可能です。

エナメル層

前歯切端部にも近似する高い透光性を有しています。

ボディ層１

エナメル層に向かいシームレスな色調と透光性を有しています。

ボディ層2、3

口腔内での白浮きを軽減しつつ、明るさと彩度を維持する深く鮮やかな色調を有しています。

少量 の 陶 材 、ステインで仕 上 げ 可能
透光性の高いエナメル層と明るく生命感のあるボディ層とが、境目のないシームレスなグラデーション ※となっているため、ステインやグレーズ、または少量の陶材のみで仕上げることができます。 ※彩度と透明度が境目なく変化すること
フルジルコニアクラウン ノリタケ® カタナ ジルコニア YML
（A1）
使用

関連製品

セラビアン ®ZR FCペーストステイン
管理医療機器 歯科用陶材
医療機器認証番号：223AFBZX00161000

全 27色を取り揃え多彩な色調表現を可能とし、従来のエクスターナルステ
インよりも低温の７５０℃で焼成できるペーストステインです。

1. シェードテイキング

2. ステイン※塗布※セラビアン ZR FCペーストステイン

ＦＣペーストステイン キット（計27色）●●

各5g … Glaze、Clear Glaze
各3g … Light Gray、Dark Gray、Grayish Blue、

Blue、Cervical 1、Cervical 2、Cervical 3、A+、B+、C+、D+、White、Mamelon Orange 1、Mamelon Orange 2、Earth Brown、Reddish
Brown、Value、Black、Green 1、Green 2、Yellow、Salmon Pink、Pink、Red、Fluoro●●

10mg … ESリキッド
FC ペーストステインカラーガイド

ＦＣペーストステイン 単品

3. 完成

4. 口腔内装着
写真提供：カナレテクニカルセンター（担当医：さぶり歯科佐分利 清信 先生）

●

各3g

●

各5g … Glaze、Clear Glazeのみ

Fast Processing

より早く、より高 精 度 に
短時 間 焼 成に対 応
独自のジルコニア技術により、3本ブリッジまでの症例は通常焼成（7時間）に加え、「ノリタケ カタナ F-2 N」と組合わせることで、約90分での短時間焼成（800℃で取り出した場合）が可能です。焼成時間を短縮することで、即時修復や、再製作等の不測の事態にも対応できます。
「ノリタケ カタナ ジルコニア」UTML、STML、YML、HTML PLUSの焼成スケジュールは共通です。

シェードガイド（A3）

ノリタケ カタナ ジルコニア
YML（A3）90分焼成後短時間焼成でも、安定した色調が得られます。

90分焼成 スケジュール
※工程

昇降温速度

焼成温度（℃）

保持時間

1
250℃/分

室温→1400―4℃/分

1400→1500―

310℃/分

1500→1560

―

4―

1560

16分

5-50℃/分

1560→室温※800℃で取り出した場合。3 本ブリッジまで焼成可能です。

関連製品

ノリタケ カタナ ® F-2 N
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼却炉
医療機器届出番号 ： 25B2X10003000014
製造販売元 ： SKメディカル電子株式会社
滋賀県長浜市七条町305-1

高い 適 合 精 度
独自に開発したジルコニア原料と成形技術、高い品質管理により、焼成収縮による変形を抑制しています。
これらの技術により、ロングスパンブリッジにおいて高い適合精度を達成しました。

製品構成
マルチレイヤード シリーズ

ノリタケ カタナ ジルコニア®

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス

医療機器認証番号：223AFBZX00185000

形 状シリーズ

色 調

直径98.5mm厚み
スタンダードシェード

NWA1A2A3A3.5A4B1B2B3C1C2C3NW

A1A2A3A3.5A4B1B2B3C1C2C3NW

A1A2A3A1A2A3A3.5D2D3D2D3スタンダードシェード

スタンダードシェード

A3.5A414mm

18mm

22mm

○○○○○○○○○○○

スタンダードシェード

A4エナメルシェード

ENWEA1
NW：ノリタケシェードガイド、ENW・EA1：ノリタケオリジナルシェード、その他：ビタクラシカルシェードガイド

関連製品
単 層 シリーズ

ノリタケ カタナ ジルコニア®

管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス

医療機器認証番号：223AFBZX00185000

形 状シリーズ

色 調

直径
厚み

HT10HT12HT1398.5mm
14mm

18mm

22mm

26mm

○○

○

○

MD-500カタナ® デンタルスキャナー F8

歯 科用ミリングマシン

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：15B1X10001290016

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：13B2X10330000003※本体価格の他、ライセンス費用が必要です。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。
※Dental System Premiumを搭載したメーカー希望小売価格となります。

※本装置を動作させるには集塵装置（別売）が必要です。
※本体の使用にはエア圧0.6MPa以上のコンプレッサーが必要です。
※別途、保守契約が必要です。詳しくは営業担当者にご確認ください。

カメラ解像度
500 万画素

4精 度

スキャン時間

4 µm

9（ ISO12836 ）台

CAD/CA M 冠
切削時間（ フルアーチ ）最短秒9分※「カタナ アベンシアブロック2」
12サイズで小臼歯を1本切削した場合※最短時間を表示しています。 ※「カタナ ミリングバー」
使用時選べるデザインソフト• Dental System Complete Restorative• Dental System Premium● セラビアン®ZRプレス LF

CAD/CAMレジンブロック
最大12 個装着可能［ 製造販売元 ］キヤノン電子株式会社 〒105- 0011 東京都港区芝公園 3-5-10

管理医療機器

歯科用陶材

医療機器認証番号：223AFBZX00164000● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の電子添文を必ずお読みください。
● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

クラレノリタケデンタル
LINE 公式 アカウント

最新情報配信中！

友だち追加はこちらから製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

平日 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

販売元

常盤橋タワー〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町 3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2-11-15
TEL.（03）3834 - 6161
お客様相談センター：0800-222- 8020〈医療従事者様向窓口〉
https://www.dental-plaza.com

・「カタナ｣及び「セラビアン」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 / Android 9.0 以上
T802- 03 12／2023