凍結深度センサー交流抵抗測定記録装置（手動データ回収版）

W 凍結センサー
凍結センサー測定記録
センサー測定記録（FSLG161102）
FSLG161102）
取扱説明書（取扱説明書（抜粋版）抜粋版）
Rev 10 2016 年 1１月

DDS 制御ロガー部

データ記録
マイクロ SD カード
ロガー部

16CH＊2 台センサー
信号切替器

電池
ワンタッチ挿抜端子台３２CH
ロガー操作部

株式会社 シーエス特機
http://www.cstokki.co.jp
e-mail:info@cstokki.co.jp
気象水文センサー 特注電子機器 開発設計製造販売

本社
東京事務所

〒065-0024 札幌市東区北 24 条東 8 丁目 3-25
TEL：011-748-1322 FAX:011-748-1323〒206-0035 東京都多摩市唐木田 1-30-17
TEL 042-339-7022 FAX 042-339-7023

１．概要
凍結深度センサーの各電極間の抵抗値を測定記録する装置です
電極数最大２８極まで測定可能で、最大５MΩまで測定来ます
記録データはマイクロ SD に CSV 形式で記録します

電極抵抗測定部：
正弦波駆動によりセンサーの抵抗値を測定します（交番電界法）
測定範囲：１００Ωから５MΩまで精度（２００Ωから２００KΩ）：３％以下
精度（上記範囲外）：１０％以内
測定周波数：５０Hz、１００Hz,１KHz から選択
チャンネル数：最大２８CH

記録部：
記録保存メディア：マイクロ SD カード（FAT32 対応４G 以上に対応）
インターバル：1 分、5 分、10 分、６０分
電源：１２V ７AH 電池にて６ヶ月以上の連続測定が可能
操作：LCD 表示とパネルスイッチによる凍結深度センサーの構造メモ：
樹脂製のパイプに数 cm 間隔で電極を多数（実機では２８極最大）取りつけた構造
隣り合う電極間の抵抗を測定し、抵抗値の変化から凍結状態を測定します2２．操作説明
２－１ 凍結深度センサーの接続、凍結深度センサーの接続、端子台外観図左から

1CH,2CH…. 28CH

端子番号：１から順次センサーの電極からのリード線を接続します（CH1..28）：分離式端子台ですので配線、着脱

MPX16 は単体で１６CH
2 台で２８CH をカバー（が容易です。

注意：
当社社内動作検査時のダミ－抵抗が付いておりますが使用時は外して下さい

3

２－３
２－３ 記録開始と停止操作

マイクロ SD
カード

REC/STOP
スイッチ＜記録動作の記録動作の開始/開始/停止操作＞
停止操作＞

RDISPLAY
スイッチ「REC／ＳＴＯＰ
REC／ＳＴＯＰ」／ＳＴＯＰ」スイッチの長押スイッチの長押しにて長押しにて＜記録動作開始方法：
記録動作開始方法：（現在停止中の現在停止中の場合）
場合）＜動作状態の作状態の確認表示＞
確認表示＞「DISPLAYDISPLAY」
DISPLAY スイッチをオンでＳＴＡＲＴ？を点滅表示しそのまま長押しにてＳＴＡＲＴ？
REC：ＲＵＮ
REC：ＲＵＮが表示するまで長押しします：ＲＵＮ
上段：インターバル１0 分

現在の動作状態を表示します＜すでに記録動作中（記録開始後）なら＞

上段：IVL 60MIN インターバル 60 分の意味
下段：REC:RUN 測定記録動作中の意味と現在時刻を繰り返し表します

REC:RUN 記録開始した
記録開始した＜SD カードの交換前
カードの交換前に交換前に＞＜記録動作停止方法：
記録動作停止方法：（現在記録動作中の現在記録動作中の場合）場合）ＳＴＯＰ？を点滅表示しそのまま長押しにて「REC／ＳＴＯＰ」スイッチの⻑押しにて

ＰＲＥ：ＯＦＦが表示するまで長押しします
ＰＲＥ：ＯＦＦ

記録動作停止操作後に⾏う事
データ書き込み中の着脱は禁止！！

REC:STOP 記録停止した
記録停止した4

２－４ インターバルの設定（INTERVAL
インターバルの設定（INTERVAL SET？）
SET？）
インターバル（測定間隔）の設定のための操作方法は下記となります（開始前の注意：すでに記録動作中にある場合は自動記録の解除操作してから行います、解除方法 「REC/STOP
REC/STOP」スイッチの長押しにて停止して下さい）
REC/STOP「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎にセットアップメニュが順次現れますSETUP
下記メニュから INTERVAL SET?を選択し設定します

１：[INTERVAL[INTERVAL SET?] インターバルの設定を行います
設定値は 1 分、5 分 10 分，30 分、60 分から選択します
ここでは自動記録時の繰り返し測定の為の測定間隔の指定を行います
２：[FREQUNCYSET?]測定に使用する周波数を選択します
1,2,5,10,30,60 分から選択します

３：[MX_MAXCH SET?] 測定に使用する最大のチャンネル数（最大のセンサー数）を設定します
１６CH まで設定可能
４：[RTC TIME EDIT?]

内部時計を合わせます
５：[SDCARDCHECK?]
SD カードをチェックします

６：[TIME OUTSET?]操作 LCD の表示のタイムアウトの設定を行います＜インターバルの設定手順＞
１： 「SETUP
SETUP」スイッチを押し、本機を起動します
SETUP（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎にSETUPLCD 表示に下記が繰り返し表示されます[INTEVAL SET？
SET？][FREQUENCY SET？][MX_MAXCH SET？][RTC_TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ][TIME OUT SET？][CANCEL EXIT? ]INTERVAL SET？
３：「INTERVAL
SET？」を選択し表示中に「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
現在設定が表示されます（1 分の場合）
４：さらに続けて「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
１MIN 10MIN．．60MIN と候補が表示されます

希望の設定値のところで「SETUP
SETUP」スイッチを押すと
SETUP
例えば６0MIN 設定では「SET60MIN
SET60MIN」と点滅表示さ
SET60MIN
れ設定が完了します
５：通常の測定値の表示に戻ります
このまま無操作放置すると自動的に本機は電源 OFFになります（電源 OFF までのタイムアウトの設定は２－９項
２－９項
モニタ中のタイムアウト時間の設定変更を参照下さい）

5２－５
２－５ 測定周波数のの設定（FREQUENCY
測定周波数のの設定（FREQUENCY SET？
SET？）

＜測定周波数の設定手順＞
１：「DISPLAYDISPLAY」スイッチを押し、本機を起動します
DISPLAY（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎に
SETUP
LCD 表示に下記が繰り返し表示されます「INTEVAL SET？」FREQUENCY SET？
「FSET？」[MX_MAXCH SET？][RTC_TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ]「CANCEL EXIT?」

３：「FREQUENCY SET？
SET？」を選択し表示中に「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
現在設定が表示され,４： さらに続けて「ＵＰＵＰ」「DOWNDOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
50Hz 100Hz 1KHz と設定候補が表示されます
希望の設定値のところで「SETUPSETUP」スイッチを押す
SETUPと 例えば「SETSET １００H１００Hｚ」と点滅表示され設定が完了します
５：通常の測定値の表示に戻ります
無操作のまま放置するとここで設定したタイムアウト経
過後自動的電源 OFF になります（最後のスイッチ操作から計時します）

6２－６
２－６ 最大測定チャンネル数の設定（MX_MAXCH
最大測定チャンネル数の設定（MX_MAXCH SET？）
SET？）＜最大測定チャンネル数の設定手順＞
１：「DISPLAYDISPLAY」スイッチを押し、本機を起動します
DISPLAY（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎に
SETUP
LCD 表示に下記が繰り返し表示されます「INTEVAL SET？」「FREQUENCY SET？」[MX_MAXCH SET？
SET？]
[RTC_TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ]「CANCEL EXIT?」

３：「MX_MAXCH SET？
SET？」を選択し表示中に「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
現在設定が表示され,ＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと４： さらに続けて「ＵＰＵＰDOWN
MAX_CH 1,2,3..32 定候補が表示されます
希望の設定値のところで「SETUPSETUP」スイッチを押す
SETUPと 例えば「SETCHSETCH 28」
28」点滅表示され設定が完了します
５：通常の測定値の表示に戻ります
無操作のまま放置するとここで設定したタイムアウト経
過後自動的電源 OFF になります（最後のスイッチ操作から計時します）

7

２－７

RTC 時刻合わせ（RTC TIME EDIT?）

自動記録中には設定出来ません、
記録停止状態で設定します（２－２項参照

解除方法「REC/STOP
REC/STOP」スイッチの長押しにて停止して下さい）
REC/STOP＜RTC 時刻合わせの時刻合わせの設定手順
わせの設定手順＞
設定手順＞（自動記録停止時のみ可能）
手順：
１： 「SETUP」
SETUP」 スイッチを押すたびに順に下記のモードが順に繰り返し表示されます[INTERVAL SET?]
インターバル設定モード[RTC TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ][TIME OUT SET？][CANCEL EXIT？]RTC の時刻合わせ
マイクロ SD のチェック
操作キャンセル「UP」又は「UP」又は「DOW」又は「DOWN
DOWN」スイッチを押し RTC の時刻合わせモードを選択します

２：[RTC TIME EDIT? ]表示中に「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチにて RTC 設定画面に切替えます、最初現在時刻を表示し、西暦年部が点滅します
３：「「SETUP」
SETUP」 スイッチを押すごとにカーソルが右に移動します
変更したい桁にカーソルを移動します（例 “時”を変更する場合は“時”までカーソルを移動）
４：希望のカーソル位置で「「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチにて希望の値に設定します
５：同様に前手順３ ４を繰り返します
設定終了時「「SETUP」
SETUP」 スイッチを押し確定します[RTC
RTC TIME SET DONE]と表示され設定完了となります
DONE

無操作の場合：待つと、時刻合わせはキャンセルされます8

２－８
CARD CHECK?））
２－８ SD カードのチェック方法（SD
カードのチェック方法（＜マイクロ SD カードのチェック手順
カードのチェック手順＞
手順＞
手順：
１： 「SETUP」
SETUP」 スイッチを押すたびに順に下記のモードが順に繰り返し表示されます[INTERVAL SET?][RTC TIME EDIT?][SD CARD CHECK?]][CANCEL EXIT？]

インターバル設定モード
RTC の時刻合わせ
マイクロ SD のチェック操作キャンセル

２：[SD CARD CHECK?]]表示中に「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチにてチェックが開始されます
３：SD カードが正常な場合[SD GOOD]と表示されます
GOOD]
４：SD カードが不良の場合[SD ERROR]と表示されます
ERROR]
対処方法：
１：PC にて再フォーマットしてみる
PC の OS が FAT16,FAT32 を自動判定します
本機は両 FAT 構造に対応しています
２：ハード破損の場合 SD カードを交換します
PC でフォーマットできない場合
PC で SD カードを認識しない場合新規の SD カードを使う場合事前にテスト的に測定を開始しデータを確認して下さい

エラーがある時はPC にて再フォーマットしてみて下さい
又は交換を検討下さい

数社確認済み（2G、4G、8G、16G）

9

２－９
２－９ 操作中のタイムアウト時間の設定変更
モニタモード中、タイムアウト時間後に自動的に電源が OFF します
タイムアウト時間は 1 分、5 分 10 分 30 分から選択設定ができます＜モニタータイムアウトの設定手順＞
１： 「DISPLAY」スイッチを押し、本機を起動します（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎に
SETUP
LCD 表示に下記が繰り返し表示されます「INTEVAL SET？」「RTC_TIME EDIT?」「PRE_TIME
PRE_TIME SET？
SET？」TIME OUT SET？
「TIMESET？」「CANCEL EXIT?」
３：「TIME OUT SET？
SET？」を選択し表示中に
ＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
「ＵＰＵＰ
DOWN
最初現在設定が表示されます

４：さらに続けて「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
１MIN 5MIN．．30MIN と候補が表示されます

SETUP」スイッチを押すと希望の設定値のところで「SETUP
SETUP
例えば 10MIN 設定では「SET10MIN
SET10MIN」と点滅表示され設定が完了します
SET10MIN
５：通常の測定値の表示に戻ります
無操作のまま放置するとここで設定したタイムアウト
経過後自動的電源 OFF になります（最後のスイッチ操作から計時します）

10

３ 電源

３－１ 電源と消費電流
WEB サーバーにアップタイプ：
消費電流：☆３G ドングル等を用いた別オプションで対応可能です
電源がソーラパネルを用いた実績ある電源を提案しております

詳しくは当社システム営業担当に問い合わせ下さい（シベリア、南極、グリーンランド等の極地、北海道冬期観測、各地の通年観測に実績があります）

現地手動データ回収タイプ：
消費電流：☆測定インターバル ６０分 センサーチャンネル数２８極では測定時間３０秒 60mA 待機動作時：0.06mA 消費します
平均電流は 0.6mA となります
６ヶ月間では約３AH の電池容量が必要となります

電池からみた測定可能期間（1 回の充電での使用期間）
冬期間の電池性能低減等を考慮し約２倍の 12V/７AH（公称値）の鉛シール電池を使用しております
約６ヶ月ごとを約６ヶ月ごとを目安にフル充電を繰り返して使用下さい
電池の充放電の寿命回数は一般的には約２００回程度です
一般的は数年毎には交換が必要です
長期間の保存、充電せず測定状態で長期間放置した場合には電池は過放電状態となり急速に電池が劣化し再充電が不可となります
本機は電池の保護よりもデータ測定を優先するため過放電に帯する保護機能は有りません
充電等電池に関して、詳しくは当社システム営業担当に問い合わせ下さい11３－２ 時計用電池交換（RTC
時計用電池交換（RTC 用）

電池：CR1220 タイプ使用（ホームセンタ等で求められます）

内部時計は通常は動作用電池で動いており、時計用電池を消耗しません。動作用電池消耗時のみ時計用電池により作動しております。長期の使用後、保管後には時計用電池の交換が必要になります。
通常では数年分（計算上 4 年程度）相当の容量があります。
本体部のプリント配線基板に電池ホルダーに実装されております
慎重に交換して下さい、不明な場合は当社システム営業担当に問い合わせ下さい

時計用電池
時計用電池交換後は２－５セットアップ（RTC 時刻合わせ）を参照し時刻確認、修正します（外部電源１２V を接続状態で慎重に作業し、電池を交換すると現在の計時情報は引き継がれます)12

４ 記録データの回収

４－１ データの回収方法（SDデータの回収方法（SD カードの交換）
測定中の SD カード交換方法には３通りあります
モニターモードではいつでもマイクロ SD カードを交換できます
REC/STOP」スイッチが不用意に押されない状況で交換して下さい）（「REC/STOP
REC/STOP
記録データの書き込み中のカード抜き取りがファイルを壊す原因となります

自動記録モードでは「REC/STOP
REC/STOP」スイッチを長押し長押しすると自動記録が解除
自動記録が解除され、設定モード設定モードに移行しますのでREC/STOP長押し自動記録が解除
設定モード
この段階で SD カードを交換できます（２－３
２－３ LCD 表示と記録開始と停止操作を参照）
表示と記録開始と停止操作
記録データの書き込み中のカード抜き取りがファイルを壊す原因となります

SD カードについて
カードについて＜メモ：使用できるマイクロ SD カード＞
１：市販のマイクロマイクロ SD カードが使えます
カード
４G 以上の FAT32 規格品も含めて使用できます（設計仕様上）
各種スピード規格がありますが、toshiba sudisk 社、その他２社ほどの試験購入品の書き込み試験ではすべて使用出来ました（但しすべてを試験していません）
２：低速で旧設計品が消費電流が少ない傾向にあります。
（日本製の最新品、スピードクラス４は消費電流が多い傾向があるようです）
３：SD カードは事前に PC にての FORMAT 済みを使います、済み
本機のロガーには FORMAT 機能はありません。

＜メモ：マイクロ SD カードのメモリサイズ＞
1 回の測定に使用するメモリ数は約 300 バイト程度です
4G バイト品では 4*10^9/300=13*10^６回相当です
計算上、60 分インターバルでは１００年以上のメモリ容量となります（電池が先に空になります）＜メモ：マイクロ SD カードのファイル名＞
保存ファイル名は測定開始時の年日付になります
同じ SD カードで測定停止、測定開始を繰り返すと、日付名の複数ファイルが保存されます
同日に測定停止、測定開始を行うと、同日名の同名ファイル内にデータカウンタが‘0’から始まる、データがアペンド（後付け追加）されて保存されます
手動計測データ後自動記録された場合も自動計測値が後付け追加されます13４－２ 記録データの見本（WEB
記録データの見本（WEB データ回収の場合）
３G ドコモネットワーク、WEB サーバ（FTP）にアップしたデータを、事務所 PC からFTP サーバに接続しデータを回収します

４－２－１ FTP の設定と接続
FFFTP 等の FTP サーバ接続用プログラムを PC にインストールし、下記の設定にて接続します。以下は FFFTP での例
参考 FFFTP（free）：http://sourceforge.jp/projects/ffftp/

ホスト（接続先サーバ）の設定（オプション）＞ホスト名：********＞ユーザー名：cs*****＞パスワード：*****＞PASV モード：オン（通常はオンと思われます）＞ポート番号：21（FTP のデフォルト値です）[メインメニューバー]－[接続]－[ホスト設定]の順に操作

設定後[OK]を押下

14

FTP サーバとの接続操作[メインメニューバー]－[接続]－[接続]の順に操作

ホスト一覧から「$$$地点名」を選択し「接続ボタン」を押下する（下記の地点名はサンプルです）

地点名がリストされます

15

接続完了後右窓に FTP サーバ内に UP されたファイルが現れますCS1610kc01-***.csv（例です）がデータファイルです
ダウンロード方法：
方法１：データファイルを選択し[ダブルクリックダブルクリック]
ダブルクリック]操作
ダウンロード後エクセルでデータ閲覧状態になります
方法２：データファイル選択後（左クリック）、右クリックでプルダウンメニューを表示させて[開く]を選択操作
ダウンロード後エクセルでデータ閲覧状態になります16

ファイルの実例を次に示します
２８CH 設定の場合（参照 ２－６ 最大測定チャンネル数の設定）
データバイト数、測定時刻（タイムスタンプ）、I 機器 ID、電源電圧１２V、抵抗データ CH1，H2．．．CH27 となります

最大で２８CH の測定例 一部抜粋例
タイムスタンプ、データカウント数、水分 CH11.CH2...CH32,温度 CH1,温度 CH2...温度 ch32、
12V 電源電圧の順に記録されます1 行分データバイト数（ロガーからのアップロード時の転送管理用）
機器 ID 固定

設置地点情報等に活用

抵抗値記録データ CH1..CH32単位オーム
SD カードによる手動データ回収の場合は４－３－１参照

１２V 電源電圧
CH9 抵抗値
CH2 抵抗値
タイムスタンプ
CH1

抵抗値

その他：データ 9999999 は測定範囲外（オーバーフロー）を意味します＜FTP サーバーからのデータの表示例＞

ファイル名の付与基準：***161108.csv
先頭***地点名以降が年月日付となっております
FTP ホルダー内に月別に自動的にソートされます

ファイル形式：CSV 形式で保存、エクセル等で表に展開できます

17

抵抗
データ
CH27まで続く

４－３ 記録データの見本(SDカード手動データ回収の場合）
記録データの見本
記録マイクロ SD のディレクトリ内の各 CSV ファイルがデータファイルです
ファイル名の付与基準：
先頭 2 文字；本機の SN（シリアル番号）の下 2 桁 （例 07 が SN）
残り６文字：年月日（151002 は 2015 年 10 月２日測定のファイル）

４－３－１ SD カードによる手動回収の場合前項（２－４記録開始と停止操作）に従い記録停止操作後 マイクロ SD カードを抜きPC に接続します。（PC には事前にエクセル又は互換品がインストールされている事）
一般的な設定の PC 上では CSV ファイルを開くと自動的に下記のようにエクセルが立ち上がり、測定時刻（タイムスタンプ）、データカウンタ（連番 最大 65535）、続いて各セルにデータが表示されます。データの配列は左から順番に CH1 から CH32 に相当
最後尾に 12V 電源電圧が記録されています
9999999 は測定範囲外（オーバーフロー）を意味します

28CH 最大設定の測定例
タイムスタンプ、データカウント数、抵抗データ CH11.CH2...CH27 、12V 電源電圧の順に記録されます

測定時刻（タイムスタンプ）

秒まで記録

一部抜粋例

CH1 から順に抵抗 CH2,CH3…CH27単位 Ω

最後に 12V 電源電圧を記録

データカウンタ
SD カード内の CSE のホルダーにはエラーチェックの結果等本機管理項目が記録されております。

18５．仕様
No項

目

内

抵抗測定

交流印可による絶対値抵抗｜Z｜容

測定項目1100Ω から 5MΩ
精度１：２００Ωから２００KΩでは３％以下（１００Hz で既定）
精度２（上記範囲外）：１０％以内（但しセンサーケーブルへの外来ノイズを含めず）

測定範囲
測定分解能：１Ω
測定不能時：９９９９９９９表示

２データ保存メディア

設定項目

チャンネル数（MPX MAXCH）
表示
インターバル設定

8 桁 2 行 LCD 設定値 時刻等表示
１分、5 分、10 分、30 分、60 分

周波数設定

50Hz,100Hz,1KHz

測定励起電圧１V 又は,２Vrms
待機時：60uA
起動時：60ｍA
WEB サーバアップロード 3G I/F 起動時 200mA（オプション）
測定時間；約 30 秒（抵抗 28 極 27CH フル測定設定）

電源消費電流手動 SD カード回収仕様
電池 12V/７AH

３４

マイクロ SD カード ４G 以上
保存データ容量：実質無制限（60 分インターバルで 100 年以上に相当）

電源

28CH（最大電極数）

WEB サーバアップ仕様（オプション）
ソーラ 12V/15W 電池１２V7.2AH

５動作環境

６

外形

動作温度

-20 ～ 60℃

保存温度

-25 ～ 80℃
300(W)*210( D)*80(H)

電池含まず

６．製品保証規定

本製品の保証期間は納品から 1 年間です。
お客様での組込作業に伴い発生した不具合は保証の対象外とさせていただきます。
取扱上のミス、雷、水没等天災などによる故障は保証の範囲外となります。
設置場所におけるいたずら、盗難などは保証の範囲外となります。
故障によるデータの欠落、接続される他の機器、システムに対するいかなる影響も保証の対象外とさせていただきます。
本製品の保証は、日本国内に限定させて頂きます。
19