ローコスト・マルチチャンネル型

自発運動量測定システム

強制水泳試験システム

CPP 実験システム

SUPERMEX
スーパーメックス

PAT.P

スーパーメックス(PAT.P)は小動物から大動物までを測定対象とすることができ、しかもローコストでマルチチャンネルのシステム構成を可能にした画期的な自発運動量測定システムです。
スーパーメックス・センサにはセンサ自身から赤外線などを何ら放射、投光しない受動型赤外線センサを採用しています。 測定に用いるケージはセンサと実験動物の間の赤外線を遮断しない形状であれば特に材質は問いません。 金属製でも構いません。 蓋がメッシュでも測定可能なのでユーザー所有の飼育ケージが使用できます。 薬効評価、毒性試験の他、スーパーメックス専用サウンドアテニュエイティング・チャンバ PYB-003(電源及び明暗コントロール用入力付)と組み合わせて使用することによりサーカディアンリズムの研究にもご使用になれます。 またオプションの立ち上がりセンサとコントロールユニット、専用アクリルケージを追加することにより立ち上がり回数の測定を同時に行うことができます。 さらに強制水泳試験専用ソフトウェア CompACT FSS を使用すれば強制水泳試験を、またテールサスペンションテストも同じく CompACT FSS で行うことも出来ます。さらに CPP 実験専用ソフトウェア CompACT CPP を使用すれば CPP 実験を行うこともできます。

MUROMACHIKIKAICO., LTD.
1 / 6

主な特長

 小動物(マウス、ラット、マーモセット等)から大動物(イヌ、サル、ブタ)まで自発運動量を測定することができます。
 お手持ちの飼育ケージ、代謝ケージ等を実験に使用できます。(飼育状態での測定が可能です) 専用ソフトウェア CompACT FSS(オプション)を使用することにより強制水泳試験、テールサスペンションテストを行うことができます。
 さらに専用ソフトウェア CompACT CPP(オプション)を使用することにより CPP 実験も行うことができます。
 自発運動量と並行して立ち上がり回数を測定できるシステムもご用意できます。
 マイクロダイアリシスやテレメータ測定等との並行測定を行うこともできます。
 感度調整等の煩わしい操作は不要です。
 従来の自発運動量測定装置に比べ、少ない予算で多チャンネルのシステム構成が可能です。
 Windows 対応バージョンのインターフェースで最大 64ch のデータ集録を行うことができます。
 増設は簡単にでき、費用も大変、安価です。
[注]：停電対策には無停電電源のご使用をお薦め致します。

設置方法(例)

ラック

センサ取付装置

サウンドアテニュエイティング・チャンバ

マウス用強制水泳

2 / 6

データ集録・解析ソフトウェア
スーパーメックス等から出力されるパルスデータをインターフェース DI シリーズ(４機種より選択、Windows版)を用いてパーソナルコンピュータに入力し、データ解析を行います。
各ソフトウェアの特長・機能は以下の通りです。

1)データ集録プログラム

CompACT AMS Ver.3(WindowsXP 以降対応)

 *全チャンネル同時スタート*個別スタート*グループスタート(32 グループまで登録可能、DI-064W 使用時)を行うことができます。
 測定時間が 1 分から 60 分まで 1 分単位で設定できます。
 指定した複数の運動量データファイルを MS-Excel で参照可能なテキストファイル(CSV 形式)に変換する機能を有しています。
 明暗制御はユーザー任意のサイクルでの設定が可能です。
 タイマースタート、タイマーストップ機能を有していますので、全自動測定を行うことができます。
 ソフトウェア中断処理(パソコン切り離し可能)、OS がフリーズした場合の対応処理機能を有しています。
 ダブルプロット・フォーマット表示及び BMP ファイルに変更する機能を有しています。（絶対時間で記録した場合）

CompACT AMS Ver.3 動作環境
快適な動作環境を得るために、使用するパーソナルコンピュータは下記以上の仕様をお奨め致します。

OS : Windows8 以降 ＊Windows10 まで動作確認済み
CPU : Core™i5 プロセッサー ＊搭載 OS による
RAM : 2Gbyte 以上 ＊搭載 OS による画面表示 : 1280x1024 ドット推奨

3 / 6強制水泳試験&テールサスペンションテスト専用ソフトウェア
CompACT FSS Ver.2(オプション)
本ソフトウェアとスーパーメックス・センサとの組み合わせにより、客観的な強制水泳のデータを得ることができます。
又従来の強制水泳試験システムと比べ少ない予算で多チャンネルの構成が可能になりました。

参考文献： 杉浦実 他 (1997). 神経精神薬理, 19, 287-291.
開発協力：正和薬品 ㈱ 開発部

仕 様
スーパーメックス・センサ
PYS-001

センサ用パワーユニット

データ集録用インターフェース

MPU-4A

DI-064W

受動型赤外線センサ
検知エリア約 110゜
マルチフレネルレンズ
外形寸法 : 約 W55 × D85 × H75mm(取付部品含まず)
重量 : 約 100g
電源 : MPU-4A より供給

電源出力、信号入力 ×４モジュラコネクタ信号出力 ×１
モジュラコネクタ信号入力 ×１
入力 LED 表示 ×４
外形寸法 : W220 × D110 × H55mm
重量 : 約 350g
電源 : 5VDC 2A

入力 : 64ch
8ch 用モジュラコネクタ ×８
出力 : 照明制御用 4 系統
通信規格 : RS-232C 準拠
BUFFER RAM : 512K or 2M byte
外形寸法 : W330 × D215 × H105mm
重量 : 約 4kg
電源 : 100VAC 50/60Hz

4 / 6

データ集録用インターフェース

データ集録用インターフェース

データ集録用インターフェース

DI-032W

DI-016W

DI-008W

入力 : 32ch8ch 用モジュラコネクタ ×４
出力 : 照明制御用 4 系統
通信規格 : RS-232C 準拠
BUFFER RAM : 512K or 2M byte
外形寸法 : W330 × D215 × H105mm
重量 : 約 4kg
電源 : 100VAC 50/60Hz

入力 : 16ch
8ch 用モジュラコネクタ ×２
出力 : 照明制御用 4 系統
通信規格 : RS-232C 準拠
BUFFER RAM : 512K or 2M byte
外形寸法 : W330 × D215 × H105mm
重量 : 約 4kg
電源 : 100VAC 50/60Hz

入力 : 8ch
8ch 用モジュラコネクタ ×１
出力 : 照明制御用 4 系統
通信規格 : RS-232C 準拠
BUFFER RAM : 512K or 2M byte
外形寸法 : W330 × D215 × H105mm
重量 : 約 4kg
電源 : 100VAC 50/60Hzオプション
立ち上がりセンサ MRS-110TX-RX
長期実験対応立ち上がりケージ

立ち上がりセンサ用コントロールユニット
MRS-110

・立ち上がりセンサ MRS-110TX-RX

制御 ch 数 : 8 チャンネル
モニター : LED 表示(立ち上がり時点灯)
出力 : DI-064W, DI-032W, DI-016W,DI-008W,
プリンタ用オープンコレクタ
・長期実験対応立ち上がりケージ
サンプリングレート : 50msec
外形寸法 : W330 × D440 × H320mm 外形寸法 : W300 × D250 × H80mm
重量 : 約 4.5kg
重量 : 約 2.5kg
検出方式 : 赤外線ビーム
ビーム間隔 : 16 ㎜
ビーム数 : 16 本
外形寸法 : W280 × D30 × H30mm

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

5 / 6

スーパーメックス CPP 実験システム
SM-CPP/R SM-CPP/M
薬物の依存性や欲求効果、嫌悪効果を評価する手法、「Conditioned Place Preference（CPP）実験」 をスーパーメックス・センサを利用して行う事ができます。

３コンパートメントタイプ

２コンパートメントタイプ

実験ケージは組立式なので壁や床の材質、色などの仕様が自由に変更できます。
受動型赤外線センサ スーパーメックス（室町機械製運動量センサ）を、暗室、明室に各１台ずつケージ上部にセットします。実験動物から受ける赤外線を電気信号として処理し、どちらかの部屋または中央部にいることを検知します。ケージは８チャンネルまで接続できます。
専用のソフトウェアにより、コンパートメント毎の滞在時間、運動量を測定できます。
実験画面には実験動物の現在の居場所が一目で分かる表示機能がついています。滞在時間は１分から最大９９分まで設定でき、データは 1 分ごとに表示されます。
取得したデータは Excel などの表計算ソフトで表示可能なCSV ファイルに変換できます。実験データをそのまま印刷する機能もついています。

スーパーメックス、パワーユニット及び、インターフェースはそのまま CPP 実験に使用できます。
各部屋（黒、白、中央部）の１分ごとの滞在時間、運動量カウント
出力データ

数、分区切りの連続滞在時間、全体の連続滞在時間、初期反応潜時（初めて区画移動したときの経過時間）、１分ごとの区画移動回数

自社製品ですので、修理・増設などのメンテナンス作業の対応を迅速に行えます。
MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

販売代理店

本社：〒103-0022 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 室 町 4 - 2 - 1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所：〒812-0053 福 岡 市 東 区 箱 崎 1- 4-4 ラ フ ィ ー ネ 箱 崎 TEL:092-651-7750

E-mail : sales@muromachi.com

URL https://www.muromachi.com/6 /6