マルチセンサ入力対応
小型高速データロガ【 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ Ｍｕｌｔｉ 】【 計測を簡単に！】買ってすぐ使える
誰にでも簡単に使える
持ち運べて何処でも使える

Ａｌｌ ｉｎ Ｏｎｅ 小型高速データロガ【 概要 】
マルチセンサ入力対応小型高速データロガ 当社が永年に亘り販売してまいりました「ＣｏｎｄｉｔｉｏｎＣａｔｃｈｅｒ」シリーズの最上位機種として開発されました。
「Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ」は、元々高速現象の解析を目的に、高速サンプリング・大容量不揮発メモリ搭載・小型・軽量・低価格を特長とする弊社のデータロガブランドです。
今回の［Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ Ｃａｔｃｈｅｒ Ｍｕｌｔｉ］のＭｕｌｔｉは、マルチチャンネル・マルチセンサ入力・マルチインタ―フェース・マルチ電源等を表しており、あらゆる計測シーンでお使いいただける事と確信しています。

現場計測に最適なデータロガ【 特長 】■センサ直結ＡＤ方式■ コンパクト（手のひらサイズ）
Ｗ１０４－Ｄ８０－Ｈ８０ｍｍ（４ユニット搭載時）■ 最大４台のユニット接続可能（最大：４８ｃｈ）■ マルチセンサ入力対応
ひずみ（１Ｇ・２Ｇ・４Ｇ）、熱電対
ＩＥＰＥ（ＩＣＰ）センサ
５Ｖ系センサ（ＭＥＭＳ・ポテンショ）
電圧（±0.1～10Ｖ）■ サンプリング速度（接続ユニット数により変わる）
２．５Ｋ回／秒（４ユニット時）
５Ｋ回／秒（２ユニット時）
１０Ｋ回／秒（１ユニット時）■ ６４Ｇバイトの大容量メモリ搭載（μＳＤＸＣ）■ ＧＮＳＳ・ＥＣＵデータ取得が可能

高精度・高分解能■３種のフィルタによりノイズ除去
簡易なエリアジングフィルタ
デシメーションフィルタ
収録データのデジタルフィルタ■小型なのに頑丈バイク・自転車などの移動体
狭い場所での測定
出張しての計測に最適■長期間測定大容量メモリ搭載（６４ＧＢ）■低電圧・低消費電力駆動
モバイルバッテリーで長時間駆動（システム構成による）
CCMのローパスフィルタについて

CCMのアナログ入力回路の前段には一次ローパスフィルタが備わっています。このフィルタの遮断周波数は最大サンプリングレートの1/2の周波数に固定されています（熱電対タイプを除く）。これはサンプリング周波数の1/2の周波数未満の信号しか再現できないというサンプリング定理を理由としたものです。
ちなみに熱電対タイプは一般的な熱電対の応答性から遮断周波数は100Hzにしています。
また、これとは別にADコンバータにデシメーションフィルタが備わっています。このフィルタの周波数特性はサンプリングレートによって自動的に変化します。

用語説明
デシメーションフィルタとは、CCMの測定ユニットにはサンプリングレートによって自動的に特性が変化するデシメーションフィルタが備わっており、これによってサンプリングによる折り返し雑音を効果的に抑制します。

【 システム構成 】
マルチ入力データロガーCCMは、計測データを記録するための“データ収録ユニット”とセンサからの信号を入力するための“測定ユニット”から構成されるデータロガーです。測定ユニットは計測用途に応じてデータ収録ユニットにスタックしていく形で接続でき、最大で４台まで接続可能です。また測定ユニットは、歪入力(8ch)、5V電源付き電圧入力(12ch)、IEPE加速度測定(12ch)、熱電対測定(12ch)の4ユニットが準備されています。計測データはmicroSDXCメモリーカードに保存されます。
外部入力として専用の全球測位衛星システム(GNSS)モジュール接続用の入力や自動車等に搭載されるエンジンコントロールユニット(ECU)に接続するためのCANインターフェイスを備えています(CCM-BASE2のみ)。また、複数のデータ収録ユニットを同期ケーブルで接続する事により、最大４台まで同期して計測を行う機能を有しています。
計測においては、CCM本体(以下単に本体)とパソコンをUSBケーブルで接続したまま計測を行う『オンライン計測』と、本体単独で計測を行う『オフライン計測』の２系統の使い方が可能です。
付属のコントロール・ソフトウェアを使用してパソコンと本体を接続でき、パソコン上で計測条件設定、オンラインモニタ、計測データの回収と再表示、CSV変換を行えます。本体－パソコン間の通信はUSBまたはLAN経由で行います。

【 各種センサ接続例 】
Ch8Ch7Ch6Ch5Ch4Ch3Ch2Ch1

Ch7,8

Ch5,6

Ch3,4

Ch1,2

Ch7,8

Ch5,6

Ch3,4

Ch1,2

歪ゲージ式変換器(圧力計，ロードセル等）
変換ケーブル（ブリッジボックス）
電圧，加速度センサ

Ch12 Ch11 Ch10 Ch9 Ch8 Ch7 Ch6 Ch5 Ch4 Ch3 Ch2 Ch1Power

RemoteExt.

Sync. Out歪ゲージ

IEPEセンサ

Sync. In

熱電対バッテリーボックス，ACアダプタ

miniUSB，microSDカード，
Ethernet

入力カードは、上から①ひずみ測定ユニット

GNSSモジュール，ロガー間同期②熱電対測定ユニット

リモコン

ECU（CAN）③電圧測定ユニット【 複数台の同期 】

スレーブ＃ｎスレーブ＃１マスター

リモコン■データ収録ユニツト
型式

CCM-BASE1

接続可能ユニット数

４ユニット

RS232C

専用GNSSモジュール接続用、GNSSの更新レートは10Hz固定

入力インターフェイス

取得可能情報は日付、時刻、経度、緯度、硬度

PCインターフェイス

USB2.0 Full Speed ，ＬＡＮ（１００ＧＡＳＥ－Ｔｘ）
0.1／0.2／0.5／1／2／5／10／20／50／100／200／500Hz／1K／2K／5K/10kHz
ユニット数

サンプリングレート

オフライン計測時

オンライン計測時

10kHz
5kHz
2kHz以下10kHz
5kHz
2kHz以下
10kHz
5kHz
2kHz
1kHz以下
10kHz
5kHz
2kHz
1kHz以下10kHz
5kHz2kHz
1kHz以下

～12ch
制限なし
制限なし
～12ch
制限なし
制限なし
不可
～28ch
制限なし
制限なし
不可
～28ch
制限なし
制限なし
不可
不可
制限なし
制限なし

～6ch
～12ch
制限なし
～6ch
～12ch
制限なし
不可
～12ch
～32ch
制限なし
不可
～12ch
～32ch
制限なし
不可
不可
～32ch
制限なし

０台

１台

サンプリング周波数

２台

３台

４台

搭載メモリ

microSDXCカード(64GB)

リモコン

専用リモコン接続可

外部同期

複数台の同期が可能

電源電圧・消費電力

DC3.2～15VまたはACアダプタ ,1200mW typ.

外形寸法・質量140g typ.

耐衝撃性

耐振動：10G(（30～100Hz） 耐衝撃：100G-5mS XYZ方向

動作環境

温度：-10～60℃ 湿度：10～80％RH（結露不可）

71

外形背面

Ethernet

CCM-BASE
Power

USB
RemotePowerRemote

Ethernet
Ext.

100

Sync. OutMicro SDXC
Sync. In
CCM-BASE

20

Condition Catcher M

Micro SDXC

USB

Condition Catcher M【 測定ユニツト 】
ひずみ測定ユニット

熱電対測定ユニット

電圧測定ユニット

ＩＥＰＥ測定ユニット

CCM-SRN1

CCM-TRM1

CCM-VLT1

CCM-IEPE1

型式
チャンネル数８ch

適合センサ

歪ゲージ及び歪ゲージ式変換器（４G）（外付端子台で、１・２ゲージ接続）
抵抗：１２０～２ｋΩ

１２ch

入力形式

シングルエンド電圧入力

熱電対電圧入力（B/E/J/K/N/R/S/T

シングルエンド電圧入力 シングルエンド電圧入力

絶縁回路

なし

センサ電源

DC２V

－

ハイパスフィルタ

ＤＣ５Ⅴ

－

*1（）

データ回収時にデータにIIRフィルタを付加することが可能

許容入力レベル
入力インピーダンス±10000με／±20000με

ＪＩＳ温度範囲あり

分解能１με

０．１℃

計測精度±０．０５％以下

±１．５℃

±１０V

1倍（±10）・10（1V）・100倍（±0.1V）なし

Ｂｉｎｄｅｒ製709シリーズコネクタ

１ｍＶ±０．１％以下

フェニックスコンタクト製端子台（SMKDS 1/12-3,5）（５ピンレセプタクル メス）

消費電力

約60mW(入力未接続時)
約600mW.(120Ω接続時)

約110mW .

外形寸法質量

約90g

約95g.

Ｂｉｎｄｅｒ製709シリーズコネクタ（５ピンレセプタクル メス） （コネクタ１つにつき２ｃｈ入力＋センサ電源）） Ｂｉｎｄｅｒ製709シリーズコネクタ（５ピンレセプタクル メス）（コネクタ１つにつき２ｃｈ入力）
約230mW (入力未接続時)
約140mW .
約1050mW (入力短絡時)
約90g

約90g

遮断特性 ：－６ｄＢ／ｏｃｔ，遮断周波数 ：０．５Ｈｚ<・IIRフィルタ 遮断特性 ：－６ｄＢ／ｏｃｔ，遮断周波数 ：０．２Ｈｚ（サンプリング周波数）

熱電対測定ユニット

Ch6Ch5Ch4Ch3Ch2Ch12 Ch11 Ch10 Ch9 Ch8 Ch7 Ch6 Ch5 Ch4 Ch3 Ch2 Ch1

Ch115

Ch715

Ch87171

ひずみ測定ユニット

100100ＩＥＰＥ測定ユニット

Ch7,8

Ch5,6

Ch3,4

Ch1,27171

電圧測定ユニット

Ch7,8100

Ch5,6Ch3,4Ch1,21515

外形±２０Vあり（同時サンプリング）

ゼロバランス機能＊１ アナログフィルタ±２０V
500kΩ以上

チャンネル間同期接続コネクタ

２４Ｖ－２ｍＡ

アナログフィルタ：遮断特性：－６ｄＢ／ｏｃｔ，遮断周波数：５ｋＨｚ,デシメーションフィルタ：

ローパスフィルタ

入力レンジ

ＩＥＰＥ（ＩＣＰ）入力

100

■コントロールソフトウェア仕様
動作環境

Windows７～10

主な機能

収録条件の設定

初期画面

収録チャンネルの選択
サンプリング周波数の選択
収録時間

ゼロバランスの実行
計測データの回収

USBインターフェイス
SDXC直接移動軌跡表示画面

計測データの表示・ファイル変換（ＣＳＶ形式）
オンライン計測

収録チャンネルの選択
ゼロバランスの実行
計測データの波形表示
計測データの保存

各種設定画面
データ回収

計測画面
オンライン計測画面

データ収録ユニット設定

測定ユニット設定

計測波形表示画面定【 アクセサリ 】■ＧＰＳアンテナ （ケーブル１．４ｍ）

25■リモコンStart

StopBalance

Power16■ＫＭＡ加速度センサ
1500

３軸加速度検出（７種のレンジ）

87

小型・軽量・堅牢（耐1000Ｇ）
データシート添付・低価格

スイッチ

START

収録開始

外形寸法
質量
耐衝撃性

STOP
収録停止
BAL
全チャンネル一括ゼロバランス
POWER
電源On/Off
外形図参照
115g typ
耐振動：10G(（30～100Hz） 耐衝撃：50G-5mS XYZ方

動作環境

向温度：-10～60℃ 湿度：10～80％RH（結露不可）

レンジ（Ｇ）
出力（Ⅴ）

低Ｇ

高Ｇ

２・５・１５・２５５0・100・200

２．５Ｖ±２Ｖ以内 （５Ⅴ電源使用）

Ｆ特性（Ｈｚ）

ＤＣ～２００Ｈｚ

ＤＣ～５Ｋ以上

外形（mm）

W14-D14-H12.5

W17-D17-H17■アンプ内蔵圧電型加速度センサ■小型ＦＶコンバータ （回転信号をデータロガ入力）ＩＥＰＥ加速度センサ

電圧タイプ

用途

高周波数振動計測

電流タイプ

ｃｈ数：３ｃｈ、入力：電圧パルス、ｃｈ数：２ｃｈ、入力：２線式電流ﾊﾟﾙｽ、

測定レンジ ５０Ｇ（５００Ｇ有）

センサ電源：12V、出力：0-5V

ｾﾝｻ電源：12V、,出力：0-5V、

感度

更新速度：１ｍ秒

更新速度：１ｍ秒

周波数応答 ０．５－３０Ｋ

１００ｍＶ／Ｇ

周波数範囲：0-100/500/3kHz

周波数範囲：1-3kHz

外形

φ10.9-H20.6mm

外形：Ｗ７０－Ｄ４０－Ｈ２５ｍｍ

外形：Ｗ７０－Ｄ４０－Ｈ２５ｍｍ

固定穴

10-32UNF（M5ﾈｼﾞ付）
M5-0.8スタッド付き

■ケーブル
150

歪測定ユニット用１

電圧・IEPE測定ユニッ

G２線式
8.5

A
B

70

変換ケーブル8.0

変換ケーブル

80

ト用BNC

BNC×２ － 09-9789-71-05(Binder)
SPTAF 1/ 2-3,5-IL(Phoenix Contact)

ブル

150歪測定ユニット用１ピン１(コンタクト嵌合面から見て)

80

電圧測定ﾕﾆｯﾄ側ケーピン１(コンタクト嵌合面から見て)

40

ラベル

12.0ABB䇻

09 9789 71 05

AIN1側

2

変換ケーブル09 9764 71 04

1G３線式

AIN2側

スパイラルチューブ

ラベル

8.0

80

09-9767-71-04(Binder)×1 、09-9764-71-04(Binder)×2

SPTAF 1/ 3-3,5-IL(Phoenix Contact)

ＫＭＡ加速度センサ接150

ラベル
09 9767 71 04

ゲージ変換ケーブ
AB
CX

ピン１(コンタクト嵌合面から見て)

09 9767 71 04

09 9767 71 04

R05-JB8F

ラベル

Yピン１(コンタクト嵌合面から見て)

8.0

12.0

1500

ピン１
(コンタクト嵌合面から見て)

続ケーブル

歪測定ユニット用２ル

09 9764 71 04

ラベル

ZSPTAF 1/ 3-3,5-IL(Phoenix Contact)
歪測定ユニット用150

NDIS(４ゲージ)

09-9767-71-04(Binder)×３ 、R05-JB8F(多治見無線)

モバイルバッテリ接続

100用電源ケーブル

変換ケーブル

PRC03-32A10-7F10.5 (多治見無線)

USB Type A － R05-PB3F(多治見無線)

【 外形図 】
本体＋入力ユニット４台
71

組立時

上面カバー

固定板

2100

2.5

2.5

Ch12 Ch11 Ch10 Ch9 Ch8 Ch7 Ch6 Ch5 Ch4 Ch3 Ch2 Ch1Ch7Ch6Ch5Ch4

Ch3Ch2

Ch1

Ch7,8

Ch5,6

Ch3,4

Ch1,2

Ch7,8

Ch5,6

Ch3,4

Ch1,280

Ch8Power

RemoteExt.

Sync. Out

Sync. In

Condition Catcher M【 品名・型番 】

USB

ケーブルは、ご指定の長さで製作します。

名称データ収録ユニット本体 （ＰＣ側計測ソフトウェア附属）リモコン
歪測定ユニット（８ｃｈ）
電圧測定ユニット（１２ｃｈ）
ＩＥＰＥ（ＩＣＰ）測定ユニット（１２ｃｈ）
熱電対測定ユニット（１２ｃｈ）
小型FVコンバータ（電圧・３ｃｈ）
小型FVコンバータ（電流・２ｃｈ）
ＫＭＡ加速度センサ（２／５／２５Ｇ）
ＩＥＰＥ加速度センサ（５０Ｇ）
同期接続ケーブル（0.3m）
ひずみ測定ユニット用１ゲージ２線式変換ケーブル（1.5m）
ひずみ測定ユニット用１ゲージ３線式変換ケーブル（1.5m）
ひずみ測定ユニット用２ゲージ変換ケーブル（1.5m）
ひずみ測定ユニット用NDIS（4ゲージ）変換ケーブル（1.5m）
電圧・IEPE測定ユニット用BNC変換ケーブル(2ch)（1.5m）
KMA加速度センサ接続ケーブル(電圧測定ユニット側)（8cm）
KMA加速度センサ接続ケーブル(ＫＭＡセンサ側)（1.5m）
ユニット本体＋測定ユニット１台用固定金具
ユニット本体＋測定ユニット２台用固定金具
ユニット本体＋測定ユニット３台用固定金具
ユニット本体＋測定ユニット４台用固定金具
ＧＰＳモジュール(1.4m)
モバイルバッテリー接続用電源ケーブル（10cm）特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

株式会社イージーメジャー

型式CCM-BASE1
CCM-RCCCM-SRN1
CCM-VLT1
CCM-IEPE1
CCM-TRM1
ＦＶ－Ｖ３
ＦＶ－Ｉ２
ＫＭＡ－■Ｂ－＊Ｐ
ＴＥＡ１２０－＊
CBL-C-SYNC
CBL-C-1G2
CBL-C-1G3
CBL-C-2G
CBL-C-NDIS
CBL-C-2BNC
CBL-C-2BINDER
CBL-C-KMA
CCM-P1
CCM-P2
CCM-P3
CCM-P4ＣＣＭ－ＧＰＳ
CBL-C-MB

備考
４つの測定ユニットをスタック可能＊ケーブル長さ、■加速度レンジ＊ケーブル長さ

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。

代理店

営業グル－プ〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目１１－１６
ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４

ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４

Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ，ｃｏ．ｊｐ

ＨＰ ： ｈｔｔｐs//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ．ｃｏ．ｊｐ
２０２1／０３