Agilent 8560ECシリーズ・スペクトラム・アナライザ
Data Sheet
Agilent 8560EC 30Hz〜2.9GHz
Agilent 8561EC 30Hz〜6.5GHz
Agilent 8562EC 30Hz〜13.2GHz
Agilent 8563EC 30Hz〜26.5GHz
Agilent 8564EC 30Hz〜40GHz
Agilent 8565EC 30Hz〜50GHz

Agilent 8560ECシリーズ・スペクトラム・アナライザは、カラー・ディスプレイとディジタイズ高速タイム・ドメイン掃引（8560Eシリーズのオプション856xE-007）を標準装備し、MILクラス3の堅牢性を備えたアナライザです。その他は、8560Eシリーズと全く同一です。

周波数仕様、Agilent 8560ECシリーズ
特に明記されていない限り、測定器の保証性能は以下の条件によるものです：環境条件から5分間のウォームアップ、自動結合、ディジタル表示、IFADJオン、REF LVL CAL調整済み、50Ω終端の第2 IF出力／第1 LO出力。30分間のウォームアップ後に20℃〜30℃の温度範囲では、プリセレクタが必ずしも各信号においてピークに達する必要はありません。上記の条件では、工場出荷時のプリセレクタのピーク値は仕様を十分に満たしています。
代表値は保証された性能ではありません。補足特性は、「公称値」や「近似値」で表します。これらは、設計プロセスを通して得られた保証されていない測定器の性能情報で、継続的なテストはされていません。

周波数レンジ
内部ミキサ
外部ミキサ

8560EC

8561EC

8562EC

8563EC

8564EC

8565EC30Hz2〜
2.9GHz
18GHz〜325GHz30Hz2〜
6.5GHz
18GHz〜325GHz30Hz2〜
13.2GHz
18GHz〜325GHz30Hz1〜
26.5GHz
18GHz〜325GHz30Hz1〜
40GHz
18GHz〜325GHz30Hz1〜
50GHz
18GHz〜325GHz周波数バンド30Hz〜2.9GHz
2.75GHz〜6.46GHz
5.86GHz〜13.2GHz
12.4GHz〜26.8GHz
26.4GHz〜31.15GHz
31.0GHz〜50GHz

高調波ミキシング・モード（N）
1124
48

周波数基準

オプション856xEC-103

温度安定度3
経時変化（1年あたり）（1日あたり、公称値）
初期達成可能確度
短期ウォームアップ確度係数（公称値）
5分
15分±1×10−8±1×10−7±5×10−10（4）±2.2×10−8±1×10−6±2×10−6±1×10−6±1×10−7±1×10−8周波数の読取り確度（スタート、ストップ、センタ、マーカ周波数機能）
スパン＞2MHz×N5±（周波数の読取り値×周波数基準の確度6＋5％×スパン＋15％×分解能帯域幅＋10Hz）
スパン≦2MHz×N5±（周波数の読取り値×周波数基準の確度6＋1％×スパン＋15％×分解能帯域幅＋10Hz）

周波数カウンタの確度
マーカ・カウント確度（S/N≧25dB）
1GHzにおける確度（25℃、1年間の経時変化、マーカ分解能＝1Hz）
デルタ・カウント確度（S/N≧25dB）
カウンタ分解能±（マーカ周波数×周波数基準の確度7＋2Hz×N5＋カウンタの1LSD）±225Hz（5分間のウォームアップ）7±135Hz（15分間のウォームアップ）7±3003Hz（オプション856xEC-103）±（デルタ周波数×周波数基準の確度6＋4Hz×N5＋2LSD）
1Hz〜1MHzの範囲で選択可能

周波数スパン
範囲
確度
スパン＞2MHz×N5スパン≦2MHz×N50、100Hz〜フル・スパン（100Hz×N5、外部ミキサを使用した場合）±5％±1％

1. 8563EC、8564EC、8565ECの場合、9kHz以下での動作にはオプション856xEC-006が必要です
2. 8560EC、8561EC、8562ECのAC結合モードでの最低周波数は100kHzです。DC結合モードでの最低周波数は30Hzです
3. −10℃〜＋55℃、25℃を基準
4. 7日間のウォームアップ後
5. N＝高調波ミキシング・モード番号
6. 周波数基準の確度＝経時変化×最終調整からの時間＋初期達成可能確度＋温度安定度7. この計算には、短期ウォームアップ確度係数が含まれています

2周波数仕様（続き）
掃引時間
範囲
スパン＝0Hz
スパン±100Hz
分解能帯域幅≧300Hz
分解能帯域幅≦100Hz
確度（スパン＝0Hz）
掃引時間≧30ms
掃引時間＜30ms
掃引トリガ

50µs〜6000s
50ms〜2000s
50ms〜100ks±1％（ディジタイズしたトレース・データ）±0.1％（ディジタイズしたトレース・データ）
遅延、フリーラン、シングル、ライン、ビデオ、外部

分解能帯域幅（RBW）
範囲（−3dB）
オプション856xEC-103
確度

1Hz〜1MHz（1、3、10シーケンス、2MHz（3MHz、−6dB）
10Hz〜1MHz（1、3、10シーケンス、2MHz（3MHz、−6dB）
1Hz〜300kHz
±10％
1MHz
±25％
2MHz
＋50％、−25％

選択度（−60dB/−3dB帯域幅比）
分解能帯域幅≧300Hz
分解能帯域幅≦100Hz＜15：1＜5：1

ビデオ帯域幅範囲

1Hz〜3MHz（1、3、10シーケンスで）

ノイズ・サイドバンド（図1を参照）
中心周波数≦1GHz
オフセット
100Hz
1kHz
10kHz530kHz5、7100kHz6≦−88dBc/Hz1≦−97dBc/Hz1≦−113dBc/Hz2≦−113dBc/Hz3≦−117dBc/Hz4

オプション856xEC-103≦−70dBc/Hz1≦−90dBc/Hz1≦−113dBc/Hz2≦−113dBc/Hz3≦−117dBc/Hz4

残留FM（ゼロ・スパン、10Hz分解能帯域幅）
オプション856xEC-103＜1Hz p-p×N8（20msで）＜0.25Hz p-p×N8（20msで、公称値）＜10Hz p-p×N8（20msで）1. f＞1GHzおよびf≦2.9GHzの場合、5.2×［（f/1GHz）−1］を加算
2. f＞1GHzおよびf≦2.9GHzの場合、2.5×［（f/1GHz）−1］を加算
3. f＞1GHzおよびf≦2.9GHzの場合、3.0dB×［（f/1GHz）−1］を加算
4. f＞1GHzおよびf≦2.9GHzの場合、2dBを加算
5. 分解能帯域幅≦1kHzまたはスパン≦745kHz
6. 分解能帯域幅≧3kHzまたはスパン＞745kHz
7. 8564ECおよび8565ECについては、30kHzのオフセットでの仕様化されていません
8. N＝高調波ミキシングのモード番号3振幅仕様、Agilent 8560ECシリーズ
範囲

表示平均ノイズ・レベル（DANL）〜＋30dBm

最大安全入力レベル
平均連続パワー＋30dBm（1W、入力アッテネータ≧10dB）
ピーク・パルス・パワー＋50dBm（100W、入力アッテネータ≧30dB）（≦10msパルス幅、＜1％デューティ・サイクル）
最大DC入力電圧
DC結合±0.2Vdc
AC結合±50Vdc

表示平均ノイズ・レベル（DANL）（図2を参照）（0dBアッテネータ、1Hz分解能帯域幅1）8560EC
30Hz2
1kHz210kHz100kHz
1MHz〜10MHz
10MHz〜2.9GHz
2.9GHz〜6.46GHz
6.46GHz〜13.2GHz
13.2GHz〜22.0GHz
22.0GHz〜26.84GHz
26.8GHz〜31.15GHz
31.15GHz〜40GHz
40GHz〜50GHz≦−90dBm≦−105dBm≦−120dBm≦−120dBm≦−140dBm≦−151dBm

8561EC

8562EC

8563EC

8564EC、8565EC≦−90dBm≦−105dBm≦−120dBm≦−120dBm≦−140dBm≦−145dBm≦−145dBm≦−90dBm≦−105dBm≦−120dBm≦−120dBm≦−140dBm≦−151dBm≦−148dBm≦−145dBm≦−90dBm≦−105dBm≦−120dBm≦−120dBm≦−140dBm≦−149dBm≦−148dBm≦−145dBm≦−140dBm≦−139dBm≦−90dBm≦−105dBm≦−120dBm≦−120dBm≦−140dBm≦−145dBm≦−147dBm≦−143dBm≦−140dBm≦−136dBm≦−139dBm≦−130dBm≦−127dBm

1dB利得圧縮
ミキサにおける最大パワー＝入力パワー（dBm）−入力アッテネータ（dB）
10MHz〜2.9GHz−5dBm
2.9GHz〜6.46GHz＋0dBm3
6.46GHz〜26.8GHz−3dBm
26.8GHz〜50GHz＋0dBm（公称値）

CF=40 GHz

–40

代表値
CF＝1GHzにおける仕様
RBW選択度

CF=25 GHz
RBW =
100Hz

–60
dBc/Hz

CF=5 GHz
–80

–100

RBW =
1 kHz
RBW =
10 kHz

CF=1 GHz

RBW =100 kHz

CF=200 MHz

1 Hz

10 Hz

2 MHz

100 Hz

1 MHz
100 kHz
10 kHz
1 kHz

1 Hz–120

1 Hz

0–10–20–30
–40
–50
–60
–70
–80
–90–10010 Hz100

1 kHz

10 k

100 k

1M

10 MHz

オフセット

101001k

10 k

100 k

1 MHzオフセット
図1. 1Hz帯域幅に正規化されたノイズ側波帯対搬送波からのオフセット

図2. スクリーン上のダイナミック・レンジ（代表値）対すべての分解能帯域幅での1GHz中心周波数からのオフセット（ミキサ・レベル＝−10dBm）

1. オプション856xEC-103の場合、DANLが10dB劣化します
2. 8563EC、8564EC、8565ECの場合、9kHz以下での動作にはオプション856xEC-006が必要です
3. 8561ECでは、−3dBm
4. 8563ECでは、26.5GHz

4振幅仕様（続き）
ダイナミック・レンジ（図3を参照）
圧縮対雑音1
10MHz〜2.9GHz
2.9GHz〜6.46GHz
6.46GHz〜13.2GHz
13.2GHz〜22.0GHz
22.0GHz〜26.8GHz
26.8GHz〜31.15GHz
31.15GHz〜40GHz
40GHz〜50GHz

8560EC

8561EC8562EC

8563EC

8564EC、8565EC＞146dB＞140dB＞142dB＞146dB＞148dB＞142dB＞144dB＞148dB＞142dB＞137dB＞136dB＞145dB＞147dB＞140dB＞137dB＞133dB＞139dB＞130dB＞127dB

信号対歪み
高調波220MHz〜1.45GHz
1.45GHz〜2GHz
2GHz〜3.25GHz
3.25GHz〜6.6GHz
6.6GHz〜11GHz
11GHz〜13.4GHz
13.4GHz〜15.6GHz
15.6GHz〜20GHz
20GHz〜25GHz

8560EC

8561EC

8562EC

8563EC

8564EC、8565EC＞95dB＞88.5dB＞98.5dB＞119dB＞95dB＞111.5dB＞119dB＞117.5dB＞94dB＞111.5dB＞119dB＞117.5dB＞115dB＞114.5dB＞92dB＞111dB＞113.5dB＞111.5dB＞110dB＞108dB＞109.5dB＞105dB＞103.5dB

相互変調38560EC

8561EC

8562EC

8563EC

8564E、8565EC＞108dB＞103dB＞107dB＞108dB＞108.5dB＞101.5dB＞107dB＞108.5dB＞101.5dB＞98dB＞97.5dB＞104dB＞108dB＞100dB＞98dB＞95.5dB＞101dB（公称値）＞95dB（公称値）＞93dB（公称値）–40–50DANL（1Hz BW）
3次歪み
2次高調波歪み

–60

–80
–90

31.15
-50
-13 13.2.2 -26 GHz
GH .8
2.9 z, GH-6. 26. z
5 G 8-3
1M
Hz 1.1Hz
5G-2.
Hz
9GHzGHz–706.5–100–110–70–60z

26.8
1 M -50 GHzHz-2
2.9-6. .9 GH
5Gz, 6Hz.526.8

ミキサ・レベルを基準にしたDANLと歪み（dB）

10MHz〜2.9GHz
2.9GHz〜6.46GHz
6.46GHz〜13.2GHz
13.2GHz〜22.0GHz
22.0GHz〜26.8GHz
26.8GHz〜31.15GHz
31.15GHz〜40GHz
40GHz〜50GHz.45

30-1HzGH–50–40–30–20
ミキサ・レベル（dBm）

Hz
5G
5-24.
1–100

図3. 8560ECシリーズの公称ダイナミック・レンジ

1. オプション856xEC-103では（1dB圧縮 - DANL）、圧縮対雑音のダイナミック・レンジは10dB劣化します
2. オプション856xEC-103では0.5×［SHI - DANL（2倍の入力周波数における）］、高調波（SHI）ダイナミック・レンジは5dB劣化します
3. オプション856xEC-103では0.67×（TOI - DANL）、相互変調（TOI）ダイナミック・レンジは6.67dB劣化します5振幅仕様（続き）
スプリアス応答
一般的なスプリアス応答（ミキサ・レベル−40dBm）
2次高調波歪み
入力信号
20MHz〜1.45GHz
1.45GHz〜2GHz
2GHz〜13.25GHz
8562E、8563E
8564E、8565E
13.25GHz〜25GHz＜（−75＋20×logN）1dBc

ミキサ・レベル歪み

SHI−40dBm−10dBm3≦−79dBc2≦−85dBc3＋39dBm2＋75dBm3−10dBm−10dBm−10dBm≦−100dBc≦−90dBc≦−90dBc＋90dBm＋80dBm＋80dBm3次相互変調歪み（2つの−30dBm信号、≧1kHz間隔）
ミキサ・レベル歪み

TOI

20MHz〜2.9GHz
2.9GHz〜6.46GHz6.46GHz〜26.8GHz
26.8GHz〜50GHz

各−30dBm
各−30dBm
各−30dBm
各−30dBm≦−82dBc4≦−90dBc≦−75dBc≦−85dBc（公称値）＋11dBm＋15dBm
＋7.5dBm＋12.5dBm（公称値）

イメージ応答
10MHz〜26.8GHz
26.8GHz〜50GHz

ミキサ・レベル−10dBm−30dBm−80dBc−60dBcミキサ・レベル−10dBm−30dBm−80dBc−55dBc

マルチ応答と帯域外応答
10MHz〜26.8GHz
26.8GHz〜50GHz

残留応答≦−90dBm、200kHz〜6.46GHzの範囲、入力信号なし、0dBの入力アッテネータ

表示範囲
表示領域
スケール校正ログ・スケール
リニア・スケール

カラー・ディスプレイ、約9.6cm（縦）×13cm（横）10×10div
10、5、2、1dB/div
divあたり、基準レベルの10％スケール忠実度
ログ・レンジ
分解能帯域幅≧300Hz
分解能帯域幅≦100Hz
リニア・レンジステップ
0〜−90dB±0.1dB/dB±0.2dB/2dB
基準レベルの±3％

基準レベル範囲
ログ、0.1dBステップで調整可能
30Hz〜31.15GHz
31.15GHz〜50GHz−120〜＋30dBm−115〜＋30dBm

リニア、1％ステップで調整可能
30Hz〜31.15GHz
31.15GHz〜50GHz

2.2mV〜7.07V
3.98mV〜7.07V

1. 60Hzの倍数のディスプレイ関連の側波帯を除く
2. 8561EC：歪み−72dBc、SHI＋32dBm
3. 8561EC：ミキサ・レベル−20dBm、歪み−72dBc、SHI＋52dBm
4. 8561EC：2つの−30dBm信号で−78dBの歪み、9dBmのTOI
5. 0〜−100dBの最大値は±1.5dB

6

最大0〜−90dB±0.85dB±0.85dB5振幅仕様（続き）
周波数応答 dB単位、10dBの入力アッテネータ、DC結合
相対値／相対値（代表値）／絶対値2／絶対値（代表値）38560EC
8561EC
100MHz〜2GHz
0.7/0.7/−/−30Hz1〜2.9GHz
1/0.8/1.5/1.0
2.9GHz〜6.46GHz
6.46〜13.2GHz
13.2〜22GHz
22〜26.8GHz
26.8〜31.15GHz
31.15GHz〜40GHz（8564EC）
31.15GHz〜50GHz（8565EC）

1.0/0.7/1.75/1.0
1.5/1.1/2.5/1.5

8562EC

8563EC

8564EC、8565EC

0.9/0.8/−/−1.25/0.8/1.8/1.0
1.5/1.1/2.5/1.5
2.2/1.5/2.9/2.0

1.0/0.8/−/−1.25/0.8/1.8/1.0
1.5/1.0/2.4/1.5
2.2/1.5/2.9/2.0
2.5/1.5/4.0/2.5
3.3/2.2/4.0/2.5

0.9/0.8/−/−1.0/0.8/1.5/1.0
1.7/1.4/2.6/1.8
2.6/2.2/3.0/2.8
2.5/2.5/4.0/3.5
3.3/2.2/4.5/4.0
3.1/2.9/4.0/3.0
2.6/2.4/4.0/3.2
3.2/3.0/4.0/4.0

バンド・スイッチングの不確かさ±1dB（複数のバンドに渡る場合は相対周波数応答に加算）

キャリブレータ出力300MHz×（1±周波数基準確度4）、−10dBm±0.3dBで入力アッテネータ
スイッチングの不確かさ（10dBアッテネータを基準）
30Hz〜2.9GHz（入力アッテネータを20〜70dBに設定した場合）：±0.6dB/10dBステップ、1.8dB（最大）再現性±0.1dB（公称値）

IF利得の不確かさ±1dB（基準レベル0〜−80dBm、入力アッテネータ10dB）

IFアライメントの不確かさ±0.5dB（300Hzの分解能帯域幅を使用した場合にのみ不確かさが増加）

分解能帯域幅スイッチングの不確かさ±0.5dB（300kHzの分解能帯域幅を基準）

パルス量子化の不確かさ（パルス応答モード、PRF＞720/掃引時間）
ログ
分解能帯域幅≦1MHz＜1.25dB p-p
分解能帯域幅＝2MHz＜3dB p-p
標準偏差（分解能帯域幅＜1MHz）

リニア
基準レベルの＜4％
基準レベルの＜12％＜0.2dB（公称値）

タイム・ゲーティッド・スペクトラム解析
ゲート遅延5エッジ・モード
範囲
3µs〜65.535ms
分解能1µs
確度±1µs（ゲート・トリガ入力からゲート出力の正のエッジまで）
ゲート幅
範囲
1µs〜65.535ms
分解能1µs
確度±1µs（ゲート出力の正のエッジから負のエッジまで）

レベル・モード≦0.5µs

1. 9kHz以下での動作にはオプション856xEC-006が必要です
2. 300MHzのキャリブレータ出力を基準にした絶対フラットネス値
3. 25℃における代表値
4. 周波数基準の確度＝経時変化×最終調整からの時間＋初期達成可能確度＋温度安定度
5. 1µs分解能のゲート遅延クロックに起因する最大1µsのジッタ

7振幅仕様（続き）
遅延掃引
トリガ・モード範囲
掃引時間＜30ms
掃引時間≧30ms
分解能
確度

フリーラン、ライン、外部、ビデオ−9.9ms〜＋65.535ms＋2µs〜＋65.535ms
1µs
±1µs

復調
スペクトラム復調
変調方式
オーディオ出力
マーカ休止時間

AMおよびFM
スピーカーおよびボリューム付き電話用ジャック
100ms〜60s（公称値）

入力／出力、Agilent 8560ECシリーズ（すべて公称値）

フロント・パネル・コネクタ
RF入力
8560EC、8561EC、8562EC、8563EC（オプション856xEC-026、8563ECのみ）
8564EC、8565EC
VSWR（≧10dBアッテネータ）
30Hz〜2.9GHz
2.9GHz〜50GHz
LO放射レベル（平均、10dBアッテネータ付き）
IF入力
周波数
フル画面レベル利得圧縮
1st LO出力
周波数
振幅
Cal出力
プローブ・パワー

N型（メス）、50Ω
APC 3.5mm（オス）、50Ω
APC 2.4mm（オス）、50Ω
＜1.5：1dB＜2.3：1dB≦−80dBm
SMA（メス）、50Ω
310.7MHz−30dBm−23dB
SMA（メス）、50Ω
3.000〜6.8107GHz1＋16.5dBm ±2.0dB1
BNC（メス）、50Ω
＋15Vdc、−12.6Vdc、Gnd（すべて最大150mA）

リアパネル・コネクタ
イヤホン
サブミニチュア・モノ・ジャック、0.2W（4Ω終端）
10MHz基準入出力
BNC（メス）、50Ω
出力周波数確度±（10MHz×周波数基準確度）
出力振幅0dBm
入力振幅−2〜＋10dBm
ビデオ出力
BNC、50Ω
振幅（分解能帯域幅≧300Hz）
0〜＋1Vフル・スケール
LO掃引周波数のアナログ電圧出力（フロント・パネルからLO掃引またはV/GHz関数を選択可能、
BNCメス、120Ω）
LO掃引出力0〜10V（負荷なし）
周波数アナログ電圧出力（内部ミキサ・モード）
スタート／ストップ周波数に比例した出力ランプ電圧
伝達関数：
0.5V/GHz
0.5V/GHz出力（外部ミキサ・モード）
LO周波数に比例した出力ランプ電圧：（LO＝3〜6.8107GHz）
伝達関数：（1.5V/GHz×LO周波数（GHz）−0.2054）±50mV（代表値）

1. オプション856xEC-002：3.9107〜6.8107GHz、＋14.5dBm±3.0dB

8

入力／出力、Agilent 8560ECシリーズ（続き）
ブランキング／ゲート
出力ブランキング・モード
掃引中
再トレース中ゲート・モード
ゲート・オン
ゲート・オフ外部／ゲート
トリガ入力

BNC（メス）、50Ω
ローTTLレベル
ハイTTLレベル
ハイTTLレベル
ローTTLレベル
BNC（メス）、＞10kΩハイTTLまたはローTTLに設定可能
IEEE-488バス・コネクタ
SH1、AH1、T6、L4、LE0、RL1、PP1、DC1、DT1、C1、C28、TE0、SR1
HP 3630A PaintJetプリンタ、HP 2225A ThinkJetプリンタをサポート
HP 7225A/7440A/7470A/7475A/7550Aをサポート

GPIB
インタフェース機能
ダイレクト・プリンタ出力
ダイレクト・プロッタ出力

オプション
オプション856xEC-001の第2 IF出力、Agilent 8560ECシリーズ（すべて公称値）
3dB帯域幅NF

8560EC

8561EC

8562EC

8563EC

8564EC、8565EC＞25MHz24dB
1.2dB＞25MHz25dB−6.5dB＞25dB
20dB−1.2dB＞25MHz25dB−1.2dB＞25MHz28dB−1.2dB＞30MHz
26dB
−1dB

＞30MHz
22dB−3dB＞30MHz22dB−1dB＞30MHz23dB−1dB＞37MHz26dB−5.7dB＞37MHz26dB−5.7dB＞37MHz28dB−5.7dB

13.2GHz〜22GHz＞45MHz30dB−8dB＞45MHz
32dB−8dB

22GHz〜26.8GHz＞45MHz32dB−8dB＞45MHz
35dB
−8dB

変換利得
30Hz〜2.9GHz1

2.9GHz〜6.5GHz

6.5GHz〜13.2GHz

26.8GHz〜31.15GHz＞25MHz28dB−9dB

31.15GHz〜40GHz＞25MHz38dB−19dB

40GHz〜50GHz＞25MHz
42dB−23dB

オプション856xEC-002内蔵トラッキング・ジェネレータ2（Agilent 8560EC）
周波数仕様
周波数レンジ
確度
ピーク後
トラッキング・ドリフト（公称値）
最小分解能帯域幅

300kHz〜2.9GHz±（周波数基準の確度×同調周波数＋5％×スパン＋295Hz）
5分間のウォームアップ後に1kHzの分解能帯域幅で使用可能。30分間のウォームアップ後に300Hzの分解能帯域幅で使用可能
300Hz3

1. 100kHz以下の周波数ではDC結合。8563EC、8564EC、8565ECでの9kHz以下の動作には、オプション856xEC-006が必要です
2. オプション856xEC-002を搭載した場合は、ミリ波外部ミキサ機能が削除されます（第2 IF入力が削除されます）
3. ≦100Hzの分解能帯域幅では、トラッキング・ジェネレータは使えません

9オプション（続き）
振幅仕様
出力レベル
分解能確度
バーニア
絶対レベル・フラットネス
実効ソースマッチ
全絶対確度−10dBm〜＋1dBm
10dBm〜＋2.8dBm（代表値）
0.1dB±0.20dB、最大±0.5dBm（25℃±10℃）±0.75dB±2.0dB
1.92：1（公称値）±3.25dB

スプリアス出力（＋1dBmの出力パワーで）高調波スプリアス
非高調波スプリアス
300kHz〜2.0GHz
2.0GHz〜2.9GHzLOフィードスルー
残留（RFパワー・オフ）−27dBc−23dBc−16dBm（3.9GHz〜6.8GHz）−78dBm（300kHz〜2.9GHz）

ダイナミック・レンジ
TGフィードスルー1
300kHz〜1MHz
1MHz〜2.7GHz
2.7GHz〜2.9GHz−95dBm−115dBm−110dBm

ダイナミック・レンジ2
300kHz〜1MHz
1MHz〜2.7GHz
2.7GHz〜2.9GHz
パワー掃引

96dB
116dB
111dB
10dBレンジ、0.1dB分解能

入力／出力
RF出力（フロント・パネル）
最大安全逆電力

N型メス、50Ω（公称値）＋30dBm、±30Vdc

外部ALC入力（リア・パネル）

ネガティブ検波器でBNCメスを使用−25dBc1. 50Ω終端での最大パワー、TG出力/RF入力に対する50Ω負荷で測定されたリーケージ
2. 最大パワー出力とトラッキング・ジェネレータのフィードスルーとの差10環境仕様、Agilent 8560ECシリーズ
MIL- PRF-28800F、クラス3

校正間隔
8560EC、8561EC、8562EC、8563EC：
8564EC、8565EC：
ウォームアップ時間
温度湿度
防水性
高度
パルス性衝撃（正弦波の半周期）
運送時の落下EMC適合性：
電源条件：
最大消費電力8560EC、8561EC、8562EC、8563EC
8564EC、8565EC：
音響雑音（公称値）：
外形寸法（ハンドル、カバーなし）：
質量（公称値）
8560EC、8561EC、8562EC、8563EC：
8564EC、8565EC：

2年
1年
5分間（環境条件で）0℃〜＋55℃（動作時）；−40℃〜＋75℃（保存時）
95％（40℃で5日間）
16r/ h / 30cm2までの防滴4,500m（動作時）、15,000m（保管時）
11ms間隔で30g20cmの落下（6面、8角）
CISPR Pub.11（1990）準拠の伝導性／放射性妨害波。
MIL-STD-461C、part 2に適合（一部例外あり）
115Vac動作時：90〜140Vrms、3.2Arms（最大）、47〜440Hz
230Vac動作時：180〜250Vrms、1.8Arms（最大）、47〜66Hz
180W
260W
室温で＜5.0ベル・パワー（ISO DP7779）
337mm（幅）×187mm（高さ）×461mm（奥行）16.5kg17.3kg11

サポート、サービス、およびアシスタンス

アジレント・テクノロジー株式会社

アジレント・テクノロジーが、サービスおよびサポートにおいてお約束できることは明確です。リ
スクを最小限に抑え、さまざまな問題の解決を図りながら、お客様の利益を最大限に高めることにあります。アジレント・テクノロジーは、お客様が納得できる計測機能の提供、お客様のニーズに応じたサポート体制の確立に努めています。アジレント・テクノロジーの多種多様なサポート・リソースとサービスを利用すれば、用途に合ったアジレント・テクノロジーの製品を選択し、製品を十分に活用することができます。アジレント・テクノロジーのすべての測定器およびシステムには、グローバル保証が付いています。製品の製造終了後、最低5年間はサポートを提供します。アジレント・テクノロジーのサポート政策全体を貫く2つの理念が、「アジレント・テクノロジーのプロミス」と「お客様のアドバンテージ」です。

本社〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1

アジレント・テクノロジーのプロミス
お客様が新たに製品の購入をお考えの時、アジレント・テクノロジーの経験豊富なテスト・エンジニアが現実的な性能や実用的な製品の推奨を含む製品情報をお届けします。お客様がアジレント・テクノロジーの製品をお使いになる時、アジレント・テクノロジーは製品が約束どおりの性能を発揮することを保証します。それらは以下のようなことです。
● 機器が正しく動作するか動作確認を行います。
● 機器操作のサポートを行います。
● データシートに載っている基本的な測定に係わるアシストを提供します。
● セルフヘルプ・ツールの提供。
● 世界中のアジレント・テクノロジー・サービス・センタでサービスが受けられるグローバル保証。
お客様のアドバンテージ
お客様は、アジレント・テクノロジーが提供する多様な専門的テストおよび測定サービスを利用することができます。こうしたサービスは、お客様それぞれの技術的ニーズおよびビジネス・ニーズに応じて購入することが可能です。お客様は、設計、システム統合、プロジェクト管理、その他の専門的なサービスのほか、校正、追加料金によるアップグレード、保証期間終了後の修理、オンサイトの教育およびトレーニングなどのサービスを購入することにより、問題を効率良く解決して、市場のきびしい競争に勝ち抜くことができます。世界各地の経験豊富なアジレント・テクノロジーのエンジニアが、お客様の生産性の向上、設備投資の回収率の最大化、製品の測定確度の維持をお手伝いします。

計測お客様窓口
受付時間 9:00-19:00(12:00-13:00もお受けしています。土・日・祭日を除く)

FAX 、E-mail 、Web は 24 時 間 受 け 付 け て い ま す 。

TEL ■■ 0120-421-345(0426-56-7832)
FAX ■■ 0120-421-678(0426-56-7840)
Emailcontact_japan@agilent.com

電子計測ホームページ

www.agilent.co.jp/find/tm● 記載事項は変更になる場合があります。

ご発注の際はご確認ください。
Copyright 2004
アジレント・テクノロジー株式会社

電子計測UPDATEwww.agilent.com/find/emailupdates-Japan
Agilentからの最新情報を記載した電子メールを無料でお送りします。

Agilent電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ
Agilentの電子計測ソフトウェアおよびコネクティビティ製品、ソリューション、デベロッパ・ネ
ットワークは、PC標準に基づくツールによって測定器とコンピュータとの接続時間を短縮し、本来の仕事に集中することを可能にします。詳細についてはwww.agilent.co.jp/find/jpconnectivity
を参照してください。

January 22, 2004

5968-8156JA
0000-00DEP