Achema 2018: LABOM präsentiert die neue V-Line
Hude, 26. März 2018. Auf der diesjährigen Achema in Frankfurt stellt der Messgerätehersteller
LABOM aus Hude seine neue V-Line vor: Die Druck- und Temperaturmessumformer zeichnensich durch ein kompaktes und anwenderfreundliches Design mit sehr hohem Bedienkomfort
aus.
Die V-Line von LABOM ist die aktuellste Weiterentwicklung des Messgeräteherstellers. Mit dem
Druckmessumformer PASCAL CV4 und dem Temperaturmessumformer GV4 präsentiert dasUnternehmen auf der Achema gleich zwei Neuheiten für die Pharma- und Food Industrie und dieBiotechnologie. Die Geräte erfüllen die besonders hohen Ansprüche dieser Branchen hinsichtlichhygienegerechter Konstruktion entsprechend den Empfehlungen der EHEDG und FDA.
Die Geräte der V-Line kombinieren eine sehr kompakte Bauweise mit einer maximal großen
Displayfläche. Die intuitive 4-Tasten-Bedienerführung unterstützt den Anwender durch ein Dialogfeld,
das wahlweise in den Sprachen Deutsch oder Englisch auf dem hochauflösenden und gut
beleuchteten Dot-Matrix Display angezeigt wird. Ein spezielles Quick-Setup erleichtert den schnellen
Einstieg und die Parametrierung der Geräte.
Basierend auf bewährten Sensorelementen wurde die SIL-gerechte Geräte- und Software-Architektur
für die V-Line weiterentwickelt.
Die Geräte verfügen standardmäßig über ein Ausgangssignal von 4…20 mA in 2-Leitertechnik mit
HART®-Protokoll. Der Messumformer PASCAL CV4 für Druck wird im Nennbereich 250 mbar bis 400
bar Relativdruck und im Nennbereich 1 bis 16 bar Absolutdruck angeboten. Die Genauigkeit desMessumformers beträgt 0,15 % und ein Turndown von bis zu 20:1 ist möglich. Das Gerätekonzept
wurde speziell für die variantenreichen Anforderungen in der Pharma und Food Industrie entwickelt.
Es bietet zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse an und ist lieferbar mit dem gesamten
Druckmittler-Angebot von LABOM.
Der Messumformer GV4 für Temperatur erreicht mit einem Temperaturbereich von -50°C bis 250°C
eine Genauigkeit von 0,1 K. Der Temperaturaufnehmer ist für invasive Messungen in Rohrleitungen
und Behältern ausgelegt. Desweiteren ist der Temperaturmessumformer in der patentierten Clamp-on
Technik auch für die Temperaturmessung auf einer Rohrleitung geeignet.
Auf der Achema präsentiert LABOM die neuen Messgeräte in Halle 11.1, Stand F46 erstmals derÖffentlichkeit und freut sich auf interessierte Besucher.

Über die LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH:LABOM gehört seit 50 Jahren zu den Qualitätsführern im Bereich der industriellen Druck- undTemperaturmesstechnik. Das deutsche Unternehmen ist spezialisiert auf die Messung undÜberwachung von Druck, Füllstand und Temperatur. LABOM-Produkte werden weltweit eingesetzt,vorwiegend in den Bereichen Food/Pharma/Biotechnik, Chemie, Petrochemie, Energie,Umweltschutz, Maschinen- und Anlagenbau sowie Seeschifffahrt. Derzeit beschäftigt LABOM rund
180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und unterhält Niederlassungen und Vertretungen in mehr als 40
Ländern.
Neben einer breiten Palette von Standardprodukten liegt die Stärke von LABOM in der Anfertigung
maßgeschneiderter Kundenlösungen. Das Qualitätsmanagementsystem von LABOM ist nach DIN EN
ISO 9001:2008 sowie nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und ATEX 94/9/EG zertifiziert. LABOMGeräte für hygienegerechten Einsatz werden entsprechend den GMP-Richtlinien (Good ManufacturingPractice) hergestellt und entsprechen den Standards der FDA (Food and Drug Administration) und der
EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group).

Weitere Informationen:
LABOM Mess- und Regeltechnik GmbHIm Gewerbepark 13
27798 Hude
DeutschlandTel.: +49 4408 804-0
Fax: +49 4408 804-100
e-mail: info@labom.com
http://www.labom.com

Pressekontakt:
LABOM Mess- und Regeltechnik GmbH
Elisabeth Delvalle
Im Gewerbepark 1327798 Hude
Deutschland
Tel.: +49 4408 804-488
Fax: +49 4408 804-404
e-mail: e.delvalle@labom.com
http://www.labom.com
OnTop PR
Maren Schuchmann
Große Bäckerstraße 10213354 Lüneburg
Deutschland
Tel.: +49 4131 777 06-22
e-mail: maren.schuchmann@ontop-pr.de
http://www.ontop-pr.de