製

仕様５ 版

エア用超音波流量計（内蔵電池仕様）信頼 創造 奉仕

１．仕品

型 式

１／６

ＴＲＸ[口径]Ｂ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

様◎型式

ＴＲＸ［口径］Ｂ－［ガス種］／５Ｐ／［脱脂処理］
口径□２５（２５Ａ）□３２（３２Ａ）□４０（４０Ａ）□５０（５０Ａ）□６５（６５Ａ）□８０（８０Ａ）

ガス種□Ｃ（工場空気）□Ｎ（窒素）

脱脂処理□未記入（未処理）□Ｋ（脱脂処理）流 量 範 囲（実流量）（精度保証範囲）
型式
流量範囲

精TRX25±0.6～35

TRX32±1.1～65

TRX40±1.3～80

TRX50±2.5～150

TRX65±4～240［m3/h］
TRX80±5～300度（実流量）・流量測定精度型
精度

式±5％RD±2％RD

TRX25±0.6～3.5±3.5～35TRX32±1.1～6.5±6.5～65

TRX40±1.3～8±8～80

TRX50±2.5～15±15～150・ノルマル換算精度±２．５％ＲＤ（０．５ＭＰａ、常温、乾燥空気または窒素の場合）

ﾛｰﾌﾛｰｶｯﾄｵﾌ（実流量） ボタン操作により変更可（０≦設定値＜Ｑｍｉｎ）［m3/h 以内］型式
TRX25
TRX32
TRX40
TRX50
TRX65
TRX80
初期設定値
±0.1±0.2±0.2±0.4±0.6±0.8

応 答 性

更新間隔 ２秒
移動平均方式（初期設定値４回）による瞬間流量値の平滑化◎については選択項目です。

TRX65±4～24±24～240［m3/h］
TRX80±5～30±30～300

製

信頼 創造 奉仕

表品

仕様

エア用超音波流量計（内蔵電池仕様）

５ 版

型 式

２／６ＴＲＸ[口径]Ｂ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

示 メイン表示：「左ボタン」により下記内容を切替選択［正流表示モード*1)を選択した場合］
正流積算流量（ｍ３）・正流トリップ積算流量（ｍ３）・瞬時流量（Ｌ／ｍｉｎ）*2)［逆流表示モード*1)を選択した場合］
正流積算流量（ｍ３）・逆流積算流量（ｍ３）・瞬時流量（Ｌ／ｍｉｎ）*2)
サブ表示 ：「右ボタン」により下記内容を切替選択
瞬時流量（ｍ３／ｈ）
・圧力（ｋＰａ）[ｹﾞｰｼﾞ圧]・温度（℃）＊1）表示モードは、ボタン操作により選択します。
＊2）瞬時流量（Ｌ／ｍｉｎ）を表示した場合は、メイン表示（積算流量）及びサブ表示（瞬時流量（ｍ３／ｈ）、圧力（ｋＰａ）、温度（℃））の表示はいたしません。

表 示 桁 数 メイン表示
正流積算流量[m3］：００００００００．０
正流ﾄﾘｯﾌﾟ積算流量[m3］ ：ト０００００００．０
逆流積算流量[m3］：－０００００００．０
瞬時流量[L/min]：０００００．００
単位：ボタン操作により選択
ノルマル流量選択時
スタンダード流量選択時
３ｍ （Ｎｏｒｍａｌ）
ｍ３（Ｓｔａｎｄａｒｄ）

９桁
８桁
８桁
７桁
実流量選択時ｍ３注）「正流積算流量」「正流ﾄﾘｯﾌﾟ積算流量」「逆流積算流量」において、実流量表示（ｍ３）を選択したときは小数点以下を２桁にて表示。
サブ表示
瞬時流量[m3/h］：０００．００（１０００未満）
５桁
００００．０（１０００以上１００００未満） ５桁
０００００ （１００００以上）
５桁

単位：ボタン操作により選択
ノルマル流量選択時
ｍ３（Ｎｏｒｍａｌ）

スタンダード流量選択時
ｍ３（Ｓｔａｎｄａｒｄ）

実流量選択時ｍ３

圧力[kPa］：００００．０

５桁

温度[℃］

：００．０

３桁

※圧力測定値が 5kPa 未満の場合、0kPa と表示します。

製

信頼 創造 奉仕品

仕エア用超音波流量計（内蔵電池仕様）

様５ 版

型 式

３／６

ＴＲＸ[口径]Ｂ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

電 流 出 力 出力方式：４－２０ｍＡ ２線方式
電源電圧：２４ＶＤＣ±１０％ 消費電力０．６Ｗ以下
出力精度：±０．５％ＦＳ
外部負荷：４００Ω以下（ボタン操作により「瞬時流量」「圧力」「温度」の切替可能）
瞬時流量選択時［正流表示モード］
ゼロ出力電流： ４．０ｍＡ（逆流～ローフローカットオフ）
出力電流下限： ４．０ｍＡ（ ４．０ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）［正逆流表示モード］
ゼロ出力電流：１２．０ｍＡ（ローフローカットオフ以内）
出力電流下限： ３．５ｍＡ（ ３．５ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）
フルスケール流量（ボタン操作により変更可）
型式
TRX25
TRX32
TRX40
初期設定値
300600700

TRX50
1200

TRX65
2000

TRX802500

圧力選択時
出力方式
： ４．０ｍＡ：０ＭＰａ，２０．０ｍＡ：１ＭＰａとして出力（固定）出力電流下限： ４．０ｍＡ（ ４．０ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）
温度選択時
出力方式
： ４．０ｍＡ：－１０℃，２０．０ｍＡ：＋６０℃として出力（固定）出力電流下限： ３．５ｍＡ（ ３．５ｍＡでクリップ）
出力電流上限：２２．０ｍＡ（２２．０ｍＡでクリップ）

製

信頼 創造 奉仕品

仕様

エア用超音波流量計（内蔵電池仕様）

５ 版

型 式

４／６

ＴＲＸ[口径]Ｂ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

接 点 出 力 オープンドレイン出力２系統
出力１：単位パルス出力（正流）
出力２：単位パルス出力（逆流）、流量上下限警報出力、本体異常出力、電文出力（ボタン操作によりいずれかを選択）
最大負荷：２６．４Ｖ ＤＣ・５０ｍＡ
ＯＮ時飽和電圧：１．５Ｖ以下
ＯＦＦ時電流：５０μＡ以下
パルス出力
積算流量の増加に応じた単位パルスを出力する。
パルス単位 ：１００Ｌ／Ｐ（初期設定値）（ボタン操作により変更可）
最大出力周波数：１０Ｈｚ
出力方式：ワンショット又はデューティー（ボタン操作により変更可）
ワンショットパルス幅：50、100、125、250、500ms（ボタン操作により変更可）
ディーティー：３５～６５％
流量上下限警報出力
瞬時流量が、設定された流量を上回った、または下回ったときに警報信号を出力する。
（ボタン操作により、警報出力上下限流量および警報判定値ヒステリシス幅の設定可）
本体異常出力流量測定異常、圧力値異常、温度値異常、通信回路異常、電池電圧低下を検知したときに警報信号を出力する。
電文出力
測定データを一定時間（１０分）ごとに電文で送信する。
電文形式 ：調歩同期式 ２４００ｂｐｓ
送信データ：正流積算流量、逆流積算流量、瞬時流量、圧力、温度、エラー情報
対象流体

空気（主に工場エア）または窒素

使用流体温度－１０～＋６０℃、９０％ＲＨ以下

使用圧力

０～１ＭＰａ未満（ゲージ圧）

使用環境－１０～＋６０℃、９０％ＲＨ以下 結露なきこと

保存環境－２０～＋７０℃（結露なきこと）

電内蔵リチウム電池 電池寿命１０年（環境温度２０℃の場合）

源

流れ方向
接続方式

正逆流計測可（矢印で指示された方向を正とする。
）
型式
接続方式

TRX25
TRX32
管用テーパーねじ（ねじ込み）

取付姿勢

水平（ＬＣＤ表示部が上向き）、または垂直圧力損失

極小（直管と同等）

TRX40
TRX50
TRX65
TRX80
ウエハ（ＪＩＳ１０Ｋフランジによる挟み込み）

製

質様

５ 版

５／６

ＴＲＸ[口径]Ｂ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

型 式

ＩＰ ６４（JIS C0920：防塵、防まつ形）、屋外設置可能量型
質材

仕

エア用超音波流量計（内蔵電池仕様）信頼 創造 奉仕

保護構造品

質式
量

TRX25
1.7 kg

TRX321.6 kg

TRX40
1.1 kg

TRX501.3 kg

TRX80
1.8 kg○計測部：エンジニアリングプラスチック（ＰＰＳなど）、アルミニウム合金○外ケース：アルミニウム合金○センサーゴム：ＦＶＭＱ（フロロシリコーンゴム）
表示部ケース：アルミニウム合金※ ○印は接ガス部品です。
脱脂処理品の場合、接ガス部品は脱脂処理を行なっております（詳細は「３．脱脂処理について」を参照ください）。

標準使用期間１０年（環境温度２０℃、環境湿度６５％ＲＨにおいて）※保証期間とは異なります。

付 属 品

Ｍ４六角レンチ
芯出しカラー（ウエハタイプのみ）
フランジパッキン（ウエハタイプのみ）
ボルトセット（ウエハタイプのみ）
電源／出力ケーブル（６芯ケーブル）[オプション]◎ケーブル長：□５ｍ□２０ｍ
結
線：オープンドレイン出力１・・・白オープンドレイン出力２・・・黄４－２０ｍＡ出力（＋）
・・・ 赤
４－２０ｍＡ出力（－）
・・・ 緑
通信 ・・・・・・・・・・・茶ＧＮＤ ・・・・・・・・・・黒◎については選択項目です。

そ の 他

TRX651.6 kg

ＣＥマーキング、ＵＫＣＡマーキング、ＲｏＨＳ指令対応品

製

信頼 創造 奉仕品

仕エア用超音波流量計（内蔵電池仕様）

様

５ 版

型 式

６／６

ＴＲＸ[口径]Ｂ－[ガス種]／５Ｐ／[脱脂処理]

２．取扱上の注意
２－１．設置環境（１）耐候性の高い電子表示器を採用しておりますが、直射日光の当たる場所に設置される場合は、日よけを設けて下さい。
（２）電磁ノイズの多い場所、腐食性雰囲気への設置は避けて下さい。
（３）本製品は屋外設置可能ですが、水没の恐れがある場所や、常時水がかかる場所への設置は避けて下さい。
（４）流量計前後のバルブの開閉時は、一気にバルブ操作せずゆっくり開閉してください。
２－２．配管条件（１）安定した計測を実現するために、流量計の上下流側に２０※Ｄ以上（Ｄ：口径）の直管部を設けることを推奨します。
（※40～80A までは、10D 以上（Ｄ：口径）となります。
）（２）ミスト、ダスト等が多く含まれる場合は、垂直配管での設置をお願いします。なお、水平配管の場合は、表示部が上向きになるように流量計を取り付けてください。
（３）減圧弁や流量調整バルブの近郊に設置される場合は、別途ご相談願います。

３．脱脂処理について脱脂処理品の場合は、接ガス部品において下記の脱脂処理を行なっております。
（１）脱脂洗浄液による超音波洗浄脱脂処理
接ガス部品（下記特定部品以外）について、脱脂洗浄液に浸漬し超音波洗浄後、水道水（流水）で部品表面についた洗浄液を洗い流しております。
（２）アルコールふき取りによる脱脂処理
下記特定部品についてアルコールを染みこませたハンドタオルにより、ふき取り後、水道水を染みこませたハンドタオルで再度ふき取りを行なっております。
＜特定部品＞
超音波センサー、圧力センサーユニットの圧力導入部外壁面、熱収縮チューブ