High-speed Radiation Thermometer

No.CP-83-14

用途別 放射温度計

IR-CA series

高精度・高速応答

データ収録ソフト、設定表示器、アクセサリ用意

I R - C Aシリーズは、低 温・高 精 度 、低 温 高 速 用、低温・金属用、フィルム用、炉内物体用、半 導 体 用などの用 途 別 機 種をラインアップし、非接触温度計測のあらゆるフィールドに対応します。
半導体、電子部品、家電、機械、鉄鋼、金属、窯業、化学、製紙、プラント、輸送機械、建設土木、製薬、食品、エネルギ、熱処理や、試験・研究・検査など、さまざまな産業分野でご使用いただけます。

放射率設定、測定値表示、電源供給など多機能タイプの設定表示器

設定表示器 IR-GZA

広がる計測範囲・用途
放射温度計

IR-CA series●デジタル温度表示、パラメータ設定機能を内蔵し、本体で操作ができる一体構造。
●高精度、高速応答、高信頼性。
●可動焦点方式は距離係数も大きく、設置の自由度が大きい。
●通信インターフェイス・RS-485を用意。
（オプション）●データ収録ソフトを用意。
●遠隔監視、遠隔設定のリモート用に設定表示器IR-GZAを用意。RS-485通信により、設定・表示が可能。
●設置環境にあわせて、保護ケース、水冷板などのアクセサリを豊富に用意。

■構

成■基本タイプ● 設定・表示部（背面）

温度4〜20mA DC（端子接続）

表示器
24V
P＋Pー

SIGNALOPTION＋＋ー

外部入出力（オプション）
RS-485/DI/DO/4〜20mA DC 入力（コネクタ接続）
直視ファインダ

直視ファインダ

設定キー
表示器

設定キー

IR-CA

電源24V DC

■放射率遠隔設定タイプ

ーIR-GZA

端子板
温度4〜20mA DC
RS-485

温度4〜20mA DC

電源24V DC
接地 ＋ −＋ −EV1 EV2

SEL
ENT

MＯDE＋ −

IR-CA□□□S□

出力
オプション出力
電源
24VDC 4〜20mADC または入力

RS-485IR-GZA

HOLD
LOCK

警報出力2点100−240VAC

電源

放射率、時定数など設定■ 計装例
低温金属温度測定・IR-CAE

プラスチック高速測定・IR-CAE

4μm放射温度計で30〜200℃が測定可能

ビン、液体注入など高速移動・間欠測定が可能②
温度入力4〜20mA DC

温度出力4〜20mA DC／30〜200℃

IR-GZA

HOLD
LOCK

加熱炉
①放射温度計：IR-CAE
温度範囲 30〜200℃
応答時間 0.02s

EV1 EV2

SEL
ENT

MＯDE

③⑧
④
①⑤
⑥⑦

鋼板

電源100V AC構成
①放射温度計：IR-CAE（30〜２００℃）②設定表示器：IR-GZA③接続ケーブル：IR-ZCRT④保護ケース：IR-ZCCHT⑤フランジ取付板：IR-ZCAF⑥水冷ラジエーションシール
⑦測温抵抗体⑧抵抗温度変換器

パソコンで楽々データ収録■データ収録ソフト・IR-VXC1 □（別売品）

電源24V DCIR-CAシリーズ放射温度計とパソコンを組 合 せ、本ソフトにより測定 温 度データの収録を行います。

■ 機器構成■ 一般仕様
データ収録ソフト
IR-VXC1J
ラインコンバータ
RS-485

IR-CA□□□S□

1RS-232C

PLC

①

■形

警報判定出力ピークホールド
温度出力4〜20mA DC式

IR-VXC1 □言語 判 別Ｊ：日本 語 版
Ｅ：英 語 版

OS
Windows2000/XP/Vista/7/10
ハードディスク
空き容量：約 20MB 以上
動作環境 メモリ
256MB 以上
CD-ROMドライブ
ドライブ
インターフェイス RS-232Cポート1基
ディスプレイへの測定データデジタル表示およびトレンド表示
機
能 データ保存・再生（CSV形式）
および印刷
接続台数：最大3台

それぞれ特長の7機種
（名称）

（形式）

（概要）

汎

低温・高精度IR-CAB−50℃から100℃の低温域を±0.8℃の高精度で測定できます。

低 温 ・金属用

IR-CAE

100℃からの低温域を応答時間0.02秒の高速で測定可能。
低温の金属温度測定に適した短波長を採用しました。

ポリエステルフィルム用

IR-CAN

ポリエステル系高分子特有の吸収帯を利用することにより精度のよい測定ができます。

用

ポリエチレンフィルム用

IR-CAM

ポリエチレン系高分子に含まれる炭化水素の吸収帯を利用することによりフィルムの厚さ、着色剤の影響を受けずに正確な測定ができます。

途

炉内物体用

IR-CAR

燃焼炉内物体やバーナで直接加熱されている物体の温度測定に適した放射温度計で、燃焼ガスの影響を受けにくく正確な測定ができます。

半導体・シリコン用

IR-CAT

測定波長としてシリコンの不透明帯域を使用しているため、ウエハ裏面のヒータの影響を受けることなく、ウエハ温度を精度よく測定することができます。

半導体・ガリウム・ヒ素用

IR-CAU

測定波長としてガリウム・ヒ素の不透明帯域を使用しているため、ウエハ温度を精度よく測定することができます。

用形

別■ 形式一覧
（可動焦点形、ファインダ付、オプションでレーザ投光）

距離係数
200

形 式
IR-CAE ２

接続方法
Ｃ：コネクタ接続
Ｔ：端子接続汎用形●ポリエステルフィルム用●低温・高精度●低温・金属用

外部入出力（オプション）
Ｎ：なし
Ｓ：通信インターフェイス・RS-485
５：アナログ入力 4〜20mA DC
Ｊ：接点入力Ｋ：接点出力（固定焦点形、レーザ投光付）（固定焦点形、レーザ投光付）

測定径と測定距離形 式
φ37/1000mm IR-CAB Ｇ
φ15/400mm
IR-CAB H
φ8/200mm
IR-CAB Ｊ
φ40/2000mm IR-CAB Ｋ
φ20/1000mm IR-CAB Ｌ
φ10/500mm
IR-CAB Ｍ
φ4/200mm
IR-CAB Ｎ
φ2/100mm
IR-CAB Ｐ

測定径と測定距離形 式
φ37/1000mm IR-CAN Ｇ
φ15/400mm
IR-CAN Ｈ
φ8/200mm
IR-CAN Ｊ●ポリエチレンフィルム用（固定焦点形、レーザ投光付）

用視定方式
空欄：ファインダ付標準
３：接写レンズ300mm内蔵タイプ付（オプション）（測定距離190〜300mm）
６：接写レンズ600mm内蔵タイプ付（オプション）（測定距離270〜600mm）
Ｌ：レーザ投光付（オプション）

測定径と測定距離形 式
φ37/1000mm IR-CAM Ｇ
φ15/400mm
IR-CAM Ｈ
φ8/200mm
IR-CAM Ｊ●炉内用

途（可動焦点形、ファインダ付、オプションでレーザ投光）

別

距離係数
100200形 式
IR-CAR １
IR-CAR ２●シリコン用＊ファインダなし（可動焦点形、ファインダ付、オプションでレーザ投光）

距離係数
100200形 式
IR-CAT １
IR-CAT ２●ガリウム・ヒ素用（可動焦点形、ファインダ付、オプションでレーザ投光）

距離係数
100200

接続方法
Ｃ：コネクタ接続
Ｔ：端子接続
外部入出力（オプション）
Ｎ：なし
Ｓ：通信インターフェイス・RS-485
５：アナログ入力 4〜20mA DC
Ｊ：接点入力Ｋ：接点出力《お願い》
ご発注の際は、上記の形式の他、測定範囲もご指定ください。

形 式
IR-CAU １
IR-CAU ２

視定方式
空欄：標準可能焦点形はファインダ付き
固定焦点形はレーザ投光（ファインダなし）
Ｌ： レーザ投光付（ファインダなし）()

2低 温 用 途に！
汎計 測 対 象 に 最適な用形

低温域を高精度測定機

炉内用

低 温・高 精 度種

低 温・金 属 用

炉内物体用

シリコン 用IR-CAE
狭帯域放射温度計
PbSe
4μm

IR-CAR
狭帯域放射温度計
PbSe
3.8μm

IR-CATSi
0.6〜0.96μm

測測 定 方 式
検 出 素 子測 定 波 長
3500℃
3000℃

IR-CAB
広帯域放射温度計
焦電素子
8〜13μm

半導体用

定

2000℃

範

1000℃

囲

500℃

（ ）内 は 製 作
可能な距離係数

精 度 定 格()

()

単位：mm

＊可 動 焦 点 形 の測 定 径 、測 定
距離は距離係数により、計 算 式
から 算 出してください。
＊測 定 径は光 軸の ブ レ など を考慮して1.5倍
程 度 の 余 裕を持ってください。

1200℃

500℃

400℃

500℃

600℃

100℃

20℃
− 50℃

−50〜100℃

20〜1000℃±0.8℃

200℃未満±3℃…±2℃
200℃以上…測定値の±1％0.2℃以内

1℃以内

100℃未満…0.05℃/℃
100℃以上700℃未満…測定値の0.05％/℃
700℃以上…測定値の0.025％/℃

φ89

φ37
1000
2000
φ27

IR-CABG

φ151℃以内
0.15℃/℃

1℃
0.02s
レンズ集光、可動焦点方式
直視ファインダ
φ20mm
最大10VA

4000600
φ24IR-CABJ
φ8φ15200

00.5℃以内

1℃0.02s
レンズ集光、可動焦点方式
直視ファインダ
φ20mm

測定距離：0.5m〜∞
測定距離
距離係数

測定距離：0.5m〜∞
測定距離
測定径＝
距離係数

距離係数と測定距離による測定径の目安

距離係数と測定距離による測定径の目安

測定距離：0.5m〜∞
測定距離
距離係数

0.5℃
0.04s

最大10VA●測定範囲 100〜500℃

測定径＝
φ15

1℃以内

1000℃未満…0.2℃/℃
700℃未満…0.1℃/℃
1000℃以上…測定値の0.02％/℃ 700℃以上…測定値の0.015％/℃

0φ151000℃未満…±5℃
1000℃以上…測定値の±0.5％

400〜800℃（100）
500〜1000℃（200）
600〜1200℃（200）
600℃未満…±3℃
600℃以上…測定値の±0.5％

350〜1100℃（100）
450〜1300℃（200）
500〜1500℃（200）

100〜500℃（200）

IR-CABH

測定径＝

測定距離（mm）
距離係数と測定距離による測定径の目安

500

1000

2000

距離係数

500

1000

2000

100

φ5φ10φ20100

φ5φ10φ20200

φ2.5

φ5φ10200

φ2.5φ5φ10

測定距離（mm）
距離係数

500

1000

2000

200

φ2.5

φ5φ10

測定距離（mm）

距離係数

400

●測定範囲 20〜1000℃
φ95IR-CABK
φ40

φ15

2000

04000
φ55
φ20
1000

IR-CABL
φ15IR-CABM
φ10φ15

500

01000

共通仕様
表示

02000
φ35

放射率補正

φ4200

ディレイ…一次遅れ（時定数 0.0〜99.9s、0.1sステップまたは0.00〜9.99s、0.01sステップ 任意設定）
時定数0＝リアル
ピーク…最高値のトレース（0.1〜10℃/s）

演算機能

ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正

φ150400

IR-CABP

φ19200φ2φ151000

温度表示部…LCD4桁、パラメータ部…LCD4桁
放射率設定値…1.999〜0.050（2色の場合放射率比）

信号変調

IR-CABN

φ233450℃

350℃

分 解 能 0.1℃
1℃
応答時間（95％）2s
0.2s
光 学 系 レンズ集光、固定焦点方式
視 定 方 式 レーザ投光、ファインダなし
レンズ 口 径 φ15mm
消 費 電 力 最大5VA●測定範囲 −50〜100℃
測 定 径
測定距離と測定径の関係

1000℃

500℃

ε≒1.0
基準動作条件において基準動作条件は23℃±5℃

再 現 性
温 度ドリフト

1500℃
800℃

100℃

0℃
−50℃

1300℃

1100℃

1000℃

用途別専用機充実！
用

途

別

半導体用

フィルム用

ガリウム・ヒ 素 用
IR-CAU
狭帯域放射温度計
Si
0.6〜0.9μm

ポリエステルフィルム用

ポリエチレンフィルム用

IR-CAN

IR-CAM

焦電素子
8μm

CAUTIONLASER RADIATIONDO NOT STARE INTO BEAM
Max. 10mW 645mm
CLASS 2 LASER PRODUCTPER IEC 825-1 (1998)

PbSe
3.43μm

レーザ投光形
ご使用にあたってのご注意●レーザビームをのぞきこんだり、人の顔に向けて照射しないでください。
●測定面が鏡面に近いもの（光沢のある金属など）を測定する
場合には、反射による影響にもご注意ください。

1000℃
800℃
500℃

400℃

300℃

300℃

0℃

30℃

400〜800℃（100）
500〜1000℃（200）

0〜300℃

30〜300℃

600℃未満…±3℃
600℃以上…測定値の±0.5％

200℃未満…±2℃
200℃以上…測定値の±1％0.5℃以内

1℃以内

0.15℃/℃
700℃未満…0.1℃/℃700℃以上…測定値の0.015％/℃

オプション仕様
通信インターフェイス★

0.5℃
0.04s
レンズ集光、
可動焦点方式
直視ファインダ
φ20mm
最大10VA

1℃
1s
レンズ集光、固定焦点方式
レーザ投光、ファインダなし
φ15mm
最大5VA

測定距離：0.5m〜∞
測定距離
測定径＝
距離係数

φ89

距離係数と測定距離による測定径の目安

2000

測定距離（mm）
距離係数

500

1000

2000

100

φ5φ10φ20200

φ2.5

φ5φ10φ37
1000

IR-CANG

アナログ入力★

φ89
φ37φ1501000

IR-CAMG

IR-CANH

0IR-CAMH

φ27

φ15

φ15φ1540004000600

600IR-CANJ

IR-CAMJ

φ24

φ8φ15φ8φ1520002000400

アナログ出力 4〜20mA DC アイソレート出力
負荷抵抗…500Ω以下
精度定格…出力範囲の±0.2％分解能…出力範囲の0.04％スケーリング…測定温度範囲内で任意に設定可能
模擬出力…アナログ出力の0〜100%の範囲内で任意に設定可能
オペレータモード…放射率、信号変調、警報などの設定
エンジニアリングモード…
表示単位、出力スケーリング、ゼロ・スパン、自動放射率演算の基準温度入力、出力補正などの設定
オプション機能の設定

接点入力★

φ15φ15φ24

設定キー

入力信号…4〜20mA DC
放射率遠隔設定または自動放射率演算を選択設定

最大10VA

2000

φ27400RS-485測定データの送信、各設定パラメータの送信および受信1点、ピークホールドリセットまたはサンプルホールド
ドライ接点またはオープンコレクタ
レーザ投光機能半導体レーザ投光器内蔵。
レーザ光は1mW以下（645nm）、クラス2、ファインダなしになります。
注）★印のオプションはどれか1つの選択になります。

自己診断
機器温度異常、パラメータエラー
使用温度範囲 0〜50℃
電源
24V DC（許容電圧変動範囲･･･22〜28V）
推奨電源ユニットIR-ZFEP（S8VS-01524 オムロン社製）
または設定表示器IR-GZA
接続方法
端子接続またはコネクタ接続
ケース材質
アルミ製
約1.3kg
質量4リモート設定・表示、DC電源供給に●設定表示器 IR-GZA（別売品）
放射温度計IR-CAシリーズと組合せ、放射率の設定、測定値表示、電源供給を行います。

■形式IR−GZA□□□パネルカット※オプション

5EV1 EV2SEL
ENT

MＯDE

96892 ＋0.806590
（端子カバー取付時）

単位：mm■ アクセサリ●壁掛形収納ボックスIR-ZGBW（IR-GZAを別手配ください）
200

300

2.3IR-GZA

HOLD
LOCK

EV1 EV2300

パラメータ伝送
温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送
接続可能台数：1台
設定パラメータ：放射率（比）…1.999〜0.050
信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング
温 度 計 情 報：温度値、自己診断情報
信 号 変 調：DELAY…一次遅れ（変調時定数…0.0〜99.9s、0.1sステップまたは0.00〜9.99s、0.01sステップ任意設定）
変調時定数0=REALPEAK…最高値のトレース
減衰率…0.1〜10.0ºC/s、0.1sステップ任意設定
表
示：温度、イベントステータス
ア ナログ 出 力：出力1…IR-GZA処理出力
4〜20mA DC、許容負荷抵抗600Ω以下
更新周期 0.1s
精度 出力範囲の±0.3％
出力2…接続したIR-CAのアナログ出力をそのまま4〜20mAで出力
イ ベ ント 出 力：点数 2点
上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択
リレーa接点出力（コモン共通）
接点容量 240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
外 部 入 力 ※：IR-GZA1□□…放射率リモート4〜20mA（任意スケーリング可能）
IR-GZA2□□…反射補正 入力4〜20mA、Pt100、放射温度計(Ch31)、キー入力
上位通信インターフェイス※：IR-GZA□S□…RS-485（密着計装時は−10〜40℃）
使用温度範囲：−10〜50℃（ただし結露しないこと）
使用湿度範囲：20〜90％rh
放射温度計電源：24V DC、830mA
電源：100〜240V AC フリー電源 50/60Hz
消 費 電 力：100V AC…最大28VA、240V AC…最大36VA
端 子 サ イ ズ：M3ケース：難燃性ポリカーボネート樹脂
取 付 方 法：パネル埋め込み取付
質
量：約0.5㎏

92 ＋0.8
096

HOLD
LOCK

放射温度計接続：通信 RS-485
機
能：温度表示、パラメータ設定および放射温度計への（H）
93.2×（W）
89

IR-GZA112（取付具寸法）■ 一般仕様■ 外形寸法

SEL
ENT

MＯDE

330350アナログ入力0 ：なし
1 ：放射率リモート
2 ：反射補正
通信インターフェイス（オプション）
N：なし
S ：RS−485
防湿処理（オプション）
N：なし
C ：基板防湿処理

150294

ケーブル入線口（工事時加工）
４−φ７単位：mm■ 端子板図
INPUT RS-485
SA 13+1SB 14mA 2 A- 3 B
15164 BOUTPUT1 SG 1754-20mA618
EV1719COM
8EV2N.O.
920COM22N.O.

1021DI 23
DI COM 24

OUTPUT2 THERMOMETER
DO1+ 37
254-20mA
DO2+ 38
26
THERMOMETER DO COM 39+ 27 SIGNAL+404-20mA- 28
SIGNAL- 41
RS-485SA 29
SB 30
POWER+ 31- 32
EARTH 3324V DC

POWER
LN343536424344454647
48100〜240V AC 50/60 Hz
100 V AC 28VA MAX
240 V AC 36VA MAX

フィールドに最適な装備を！
● アクセサリ（別売品）●ハード形保護ケース・IR-ZCCH □設置場所に煙、ほこり等がある場合に使用するケースです。煙、ほこり等を排除しレンズ面を清浄に保つためのエアパージ機能付きです。

設置場所の温度、湿度が高い、または煙、粉塵、油煙が多いなどの悪環境下で温度計を設置する際に使用する保護ケースです。水冷およびエアパージ機能付きです。

2009413592.59024 6●前面水冷板・IR-ZCWC（ハード形保護ケース専用）（端子接続用） （コネクタ接続用）
接続ケーブル
引込口

4-φ1053

100140105（コネクタ接続用）

3522

冷却水出入口R1／4

設置場所が高温の悪環境下の場合に使用する水冷板です。測定対象からの熱輻射が大きいときにハード形保護ケースの前面に取り付けます。

コネクタ
コネクタ

冷却水出入口
R1/4
φ43電極貫通金物

5311.035（端子接続用）

設置穴 4-M6
深サ7

パージエア入口
R1／4493094（注）保護ケース内に温度計を収納すると、温度計の自己発熱により内部の温度が上昇します。必ず水冷またはエアパージ（空冷）をしてください。

224-φ1092.5
135100162.5120135

接続ケーブル
引込口
63φ43240119352130

φ34100.545.53030240

設置場所に煙、粉塵などが多く測定光路が妨げられる場合に使用します。
エアパージにより測定光路を確保します。

25150●エアパージフード・IR-ZCAP（ハード形保護ケース専用）

φ48.6●ソフト形保護ケース・IR-ZCCS □

53

2290

炉 内 温 度 計 測 時に炉 内と炉 外をシールし検 出 器を保 護 するために使用します。
シールガラスの清掃または交換は外部より容易に行えます。

外径φ8 6芯シールド軟質ビニルシースケーブル

φ155

放射温度計測取付フランジ

炉側取付
フランジ

IR-ZCRT □□□（端子用）

95

φ120
φ155

長さ指定（単位：m）
例：1m → 001
M3チップ

φ48.6
φ43.0

127

φ224-φ192-エアー入口
R1/2L（指定による）230
クリーニングプラグ

16100

IR-ZCRL□□ L形接続ケーブル（コネクタ用）●アングルファインダ・IR-ZCLA（可動焦点方式の機種用）●接眼フィルタ・IR-ZCLF（可動焦点方式の機種用）

接 眼レンズに取り付けることにより、放射温度計の光路を直角に曲げます。

測定対象の温度が高く、まぶしいと感じる場合に接眼レンズに取り付ける減光フィルタです。

長さ指定（単位：m）
例：1m → 01（最長 50m）

47（8.5）120
L（指定による）64-φ105390●水冷フランジ・IR-VSW
ハード形保護ケースをフランジ取り付けする際取り付け位置が高温の場合に使用します。
PT1/2（水出入口）35

固定ネジ M3Oチップ（M3.5用 内径3.8 外径6.5）

φ23L
長さ指定による（最長50mまで）

接眼筒取付部

526617対物レンズに取り付けることにより、放射温度計の光路を直角に曲げることができます。

測定対象が小さい場合に使用します。放射温度計に取り付け測定距離を短くすることが可能となり、測定径を小さくすることができます。

本体に付いているものをはずして取付ける

カバーガラス取付ネジ
本体への取付ネジ

φ40（63.5）

φ4810 30

対物レンズ筒取付部内ネジ
角度調節ネジ（M36 P:1.0）56（M3）

測定基準点
カバーガラス取付部
カバーガラス （M36 P:1.0）35φ155●接写レンズ・IR-VAD □（可動焦点方式の機種用）

40
29.5

710.5110110φ24●ミラー・IR-ZCLM（可動焦点方式の機種用）（63.5）
3045.5

固定ネジ

120

2
φ6 φ120

φ22φ1782φ4.5

4-φ1930φ2245 。

φ120（注）ウィンドウの向きが全開・全閉以外の場合はシールされません。

外径φ8 6芯シールド軟質ビニルシースケーブル120

測定・遮蔽切替レバー

4-φ1912034

ハード形保護ケースの前面側でフランジ固定する場合に使用します。全面の10K50Aフランジを使用して各種アクセサリを取り付けることもできます。

22

長さ指定（単位：m）
例：1m → 001 M3チップ●IRA アクセサリ用フランジ取付板・IR-ZCAF（ハード形保護ケース専用）

0：石英
1：CaF2
2：BaF294●シーリングウインドウ・IR-ZW□

IR-ZCRC □□□（コネクタ用）

92.5135●接続ケーブルPT1/2（水出入口）
115

単位：mm

形式

測定距離

適用機種

IR-VAD30A

190〜300mm

IR-CAU、
IR-CAT

IR-VAD30G

190〜300mm

IR-CAE（可動焦点形）、
IR-CAR

IR-VAD60A

270〜600mm

IR-CAU、
IR-CAT

IR-VAD60G

270〜600mm

IR-CAE（可動焦点形）、
IR-CAR6用途別 放射温度計 IR-CA series■ 外形寸法● IR-CAE（可動焦点形）、IR-CAR、IR-CAT、IR-CAU● IR-CAB、IR-CAN、IR-CAM
140663066（20）1406666（端子接続） （コネクタ接続）

30

1/4-20UNC深4304580105（端子接続） （コネクタ接続）
4-M4深4

1/4-20UNC深44-M4深45105
5105580105
580

φ30φ4010657070（）内は参考寸法

100単位：mm● 耐圧防爆形赤外線放射温度計 IR-CD■ 一般仕様可燃ガスや可燃性液体の蒸気が存在し、爆発の危険がある環境において温度を測定することができます。

測定方式
広帯域放射温度計または狭帯域放射温度計
光学系
レンズ集光、
固定焦点式または可動焦点式
視定方式
レーザ投光、ファインダなしまたは直視ファインダ
接続方法
端子接続
ケース材質 アルミ製
質 量約 7.5kg
防爆構造の記号 ExdⅡBT5番 号
型式検定合格番号 第 C16741 号（固定焦点形）
第 C16742 号（可動焦点形）式■ 外形寸法
16 ケーブル引込口
適応ケーブル外形 φ84-φ19
フランジ部（サイズ：JIS10K50A相当）

（65）

7050
38.5265

固定焦点放射温度計先端
可動焦点放射温度計先端

設置用スペーサ取付用 4-M86-M6
深さ18
深さ1858136 （7.4）

φ15502φ1

機 種
Ｂ：低温・長波長形 Ｅ：低温・短波長形
Ｐ：低中温用
Ｉ：中温用
Ｓ：高温用
Ｎ：ポリエステルフィルム用
Ｍ：ポリエチレンフィルム用
Ｒ：炉内物体用
Ｕ：ガリウム・ヒ素用
Ｔ：シリコン用
距離係数
接続方法
Ｔ：端子接続
外部入出力
視定方式

175IR-CD □□ T □□110

■形9062 62140
単位：mm※本カタログに記載の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意●本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログの記載内容は2022年2月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。
東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2205（代） FAX03（3956）2477
東京 ☎03（3956）2401 水戸 ☎029（224）9151
札幌 ☎011（757）9141 大宮 ☎048（643）4641
仙台 ☎022（227）0581 千葉 ☎043（224）8371
新潟 ☎025（243）2191 立川 ☎042（521）3081
高崎 ☎0274（42）6611 神 奈 川 ☎046（295）9100
宇 都 宮 ☎048（643）4641
本社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町 32-8
☎03（3956）2111（大代） FAX03（3956）8927

URL : https://www.chino.co.jp/

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）☎06（6385）7031（代） FAX06（6386）7202
大阪 ☎06（6385）7031 広島 ☎082（261）4231
姫路 ☎079（288）7580 福
岡 ☎092（481）1951
大津 ☎077（526）2781 北 九 州 ☎093（531）2081
岡山 ☎086（473）7400

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）☎052（581）7595（代） FAX052（561）2683
名 古 屋 ☎052（581）7595 富山 ☎076（441）2096
静岡 ☎054（255）6136
（販売店）

I 118
Cat.No.CP-83-14 Mar '22-02 Printed in Japan ◯