管理医療機器 歯科用支台築造材料

医療機器認証番号：223ABBZX00086000

管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品

医療機器認証番号：301ABBZX00019000

メタルフリー の 支 台 築 造 を 効 率 化 する
シン プルなコンビ ネーション

C om bi n a t i o n ofSimp le ＆ B e a u t iful

メタルフリー の 支台築造をよりシンプルに。
「 クリアフィル D Cコア オートミックス O N E 」と「 クリアフィル ADファイバーポスト Ⅱ 」で、より天 然 歯に近 い 光 透 過 性を表現できます。
「 クリアフィル D Cコア オートミックス O N E 」の前処理には、根管内への使用でも混和不要、待ち時間なし、高接着の「 クリアフィル ユニバ ーサ ルボンド Q ui ck 2 」をご使用ください。
抜 群 のコンビネーションで美しさと簡便性を追求したメタルフリー修復を実現します。

ファイバーポスト
S i mp l e C o mb i n a t i o n

レジンコア

+ ボンド

「 クリアフィル DCコア オートミックス ONE 」との併用で、光が届きにくい根管内もしっかり接着

イメージ

重合促進

触れると固まるチタッワン
閉開

タッチキュアテクノロジー
多用途ユース

塗布後の待ち時間なし「 クリアフィル DCコア オートミックス ONE」と接触すると、つかいやすい

液性状

2〜25 ℃

室温保管可能酸化還元反応により硬化を開始します。

酸化剤

新規重合促進剤（化学重合触媒） （化学重合促進剤）「 クリアフィル ユニバーサルボンド Quick 2 」には、必ず光照射をしてください。

還元剤（化学重合促進剤）

ファイ バ ー ポ ス ト

高耐久性

接着性を高める独自形状

曲げ強さ（MPa）

1400
1200
1000
800600

無 機フィラー 配 合によるマト

当社従来品の特性を継承。根尖部

リックス部の強化によって、耐の溝により、機械的な維持力が向久性向上が期待されます。

上します。

4002000

従来品

クリアフィルADファイバー
クリアフィルADファイバーポスト
ポストⅡ

幅広いサイズ

測定条件 ： JIS T6514：2015 6.9曲げ強さ準用（90℃水中浸漬1週間後）： No.3ポスト径

データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社＊測定条件により数値は異なります。

下顎前歯に対応する No.2（直径 0.84 mm）から22 mm

ポストの長さ 22 mmNo.6（1.64 mm）をラインナップ。症例に応じた18 mm選択可能です。※形成用ドリルは、ピーソリーマーをご使用ください。

試適時などにピンセットで把持しやすい長さです。

従来品※従来品 18 mm → 22 mmへ延長

X線
造影性

アルミニウム 2 ｍｍ 相当以上のX 線造影性を有し、試適時の確認や予後の診断に有効

クリアフィルADファイバー
クリアフィルADファイバーポスト
ポストⅡ

光透過性

光透過性を有し、歯質に近い色調での築造が期待できるより 天 然 歯 に 近 い 色 調 を 。
デンチン

クラウン
外観への影響製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

金属製ポスト※と比較し、象牙質に近似した曲げ弾性率

曲げ弾性率● クラウン※「ADポストⅡ」 管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品
医療機器承認番号：20600BZZ01004000： カタナ® アベンシア® N● ファイバーポスト：クリアフィル® AD ファイバーポストⅡ● レジンコア● 鋳造金属コア● 金属ポスト：クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE（デンチン、ホワイト）： 歯科用鋳造金銀パラジウム合金： ADポストⅡホワイト

3種の支台歯による比較

ファイバーポスト＋レジンコア

良好な賦形性※ 支台歯の色調がクラウン外観へ与える影響を例示したもので、条件により結果が異なる場合があります。

組み合わせ自由

当社独自のフィラー表面処理技術

製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

症例に合わせて使いやすさを選択できます。

により、ペーストが注ぎ易く垂れに色 調くくなりました。

0 sec

鋳造金属コアレジンコア

ガイドチップ押し出し30 sec
デンチン ホワイト

細太

手押しディスペンサー ※別売【 付属品単品包装 】
クリアフィル DCコア オートミックス ONE

クリアフィル DCコア オートミックス ONE〈 ミキシングチップ 〉

操 作可能
時間

3分

※23℃遮光下※ミキシングチップを通して練和開始後（歯科重合用光照射器）

照射器
ハロゲン照射器

最終硬化時間37℃ 築盛後

6分

23℃ 築盛後10分〈 ガイドチップ（細）〉20個入り

表1. ペーストへの照射時間と硬化深度の関係

照射時間

クリアフィル DCコア オートミックス ONE〈 ガイドチップ（太）〉

20個入り

LED照射器

20個入り

表2. ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科技工用重合装置）

照射時間

硬化深度

照射器

照射時間

硬化深度

10 秒

1.5 mm20 秒

2.0 mm120 秒

3.0 mm

10 秒

1.5 mmアルファライトⅡ1）
アルファライトⅡN1）
アルファライトⅢ1）

180 秒

5.0 mm20 秒

2.0 mm＊使用可能な歯科重合用光照射器は電子添文等を参照して下さい。

1）製造販売元：株式会社モリタ東京製作所

使 用ステップ◎ グラスファイバーポストの表面処理

直接法 による支台築造汚染された被着面の清掃

又はリン酸処理水洗・乾燥「カタナ クリーナー」10秒
以上擦り塗布、水洗・乾燥◎ 直接法による支台築造
1

シラン処理（「クリアフィルセラミックプライマー プラス」）塗布・エアーブローで乾燥通法にしたがい、根管形成および、根管充填を行った後、窩洞を形成し、ポストの試適、切断などを行ってください。

根管形成2ポスト※1 試適及びポストへのリン酸処理※2、シラン処理※35

間接法 による支台築造

光照射＊

3

築造窩洞を形成し、「クリアフィルユニバーサルボンド Quick 2 」を塗布

6

使用可能な歯科重合光照射器は電子添文等をご参照ください。

窩洞へのボンド塗布

ボンドの乾燥

4

バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで、マイルドなエアーブローでしっかりと乾燥

ペーストの築盛

7ペーストの填入、ポスト※1 植立は１分以内に行うポスト植立をし、光照射*して固定。ペーストの築盛、舌側と唇(頬)側の２方向より光照射＊

写真提供： 歯科佐藤 横浜鶴見佐藤 洋平 先生

余剰ボンドの除去

ペーパーポイント等で根管内の余剰ボンドの除去、再度エアーブローで５秒以上乾燥

支台歯形成

光硬化深度以上に築盛する場合は、６分以上静置してから形成※1 クリアフィル AD ファイバーポスト Ⅱ※2 K エッチャント シリンジ
※3 クリアフィル
セラミック プライマー プラス＊光照射時間は、電子添文等をご参照ください

管理医療機器 歯科用支台築造材料

単 品

医療機器認証番号：223ABBZX00086000

デンチン／ホワイト

3本パック

デンチン・クリアフィル DCコア オートミックス ONE
Aペースト 8.9 g（4.5 mL）／
Bペースト 9.0 g（4.5 mL）… 1本・クリアフィル DCコア オートミックス ONE
Aペースト 8.9 g（4.5 mL）／
Bペースト 9.0 g（4.5 mL）… 3本・付属品
ミキシングチップ … 20個
ガイドチップ（太）… 10個
ガイドチップ（細）… 10個・付属品
ミキシングチップ … 20個
ガイドチップ（太）… 10個
ガイドチップ（細）… 10個

管理医療機器 歯科根管用ポスト成型品

医療機器認証番号：301ABBZX00019000

管理医療機器 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料）(歯科金属用接着材料）(歯科用知覚過敏抑制材料）(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号：305ABBZX00012000

単 品

・歯科用ポスト 10本（ No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 ）単 品

・歯科用ポスト 30本（ No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 ）・ボンド（5 mL ）Wパック・ボンド（5 mL ）× 2個クリアフィル セラミック プライマー プラス

カタナ クリーナー

クリアフィル ディスペンサー

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料)
医療機器認証番号：226ABBZX00105000

管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料（歯科金属用接着材料、歯面処理材）
医療機器認証番号：301ABBZX00015000

一般医療機器 歯科用練成器具
製造販売届出番号：15B1X10001990001

単 品

・容量（4 mL） 1本単 品

・容量（4 mL） 1本単 品● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ●ご使用に際しましては、製品の電子添文等を必ずお読みください。 ●仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
●「 ノリタケ カタナ ジルコニア 」管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000●「 K エッチャント シリンジ 」管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号：226ABBZX00089000●「 カタナ アベンシア N 」管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 医療機器認証番号：301AFBZX00015000

お問い合わせ平日 10：00 〜17：00〒100 - 0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー［ 製造販売元 ］クラレノリタケデンタル株式会社〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2 -28

クラレノリタケデンタル
公式アプリのダウンロード

クラレノリタケデンタル
LINE 公式アカウント

推奨 OS バージョン iOS14.0 以上 /Android 9.0 以上

友だち追加はこちらから［ 販売 ］株式会社モリタ〒564 - 8650 大阪府吹田市垂水町 3 -33-18
お客様相談センター：0800-222 -8020〈医療従事者様向窓口〉

最新情報配信中！

「クリアフィル」、「オートミックス」
及び「アベンシア」
は株式会社クラレの登録商標です。
「カタナ」
は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
T772 - 04 06/2024