除去土壌等の輸送時における可搬型
放射能濃度測定技術株式会社 大林組

1説明内容
１．開発の背景
２．技術の概要
３．実施例
４．技術実証の成果
５．実証技術の活用

2

１．開発の背景●中間貯蔵施設への運搬、処理の流れ●中間貯蔵施設への運搬、処理の流れ
除染仮置場等

土壌貯蔵施設受入・分別施設
土壌や廃棄物の種類や放射線量による分別減容化（焼却）施設

廃棄物貯蔵施設3

１．開発の背景●除去土壌の運搬、処理の流れ
仮置場

土壌貯蔵施設8,000Bq/kg超過

Ⅱ型

8,000Bq/kg以下

低濃度

Ⅰ型（再生利用等）

仮置場からの搬出時に放射能濃度を把握
4

１．開発の背景●従来の測定方法（簡易測定法）
表示器

NaI検出器大型土のう袋NaI検出器
容器表面の放射線量率の測定例
NaI検出器簡易測定法による測定イメージ

課題
・測定範囲が局所的・ばらつきや偏在の影響が大きい
簡易測定法による測定状況

5１．開発の背景●簡易測定法による放射能濃度測定に係る課題・除染土壌等の発生量（推計）1,300万m3
大量の作業員

必要な測定作業員数

被ばく対策

作業員の被ばく量の増加

安全確保

危険なクレーンによる揚重作業

測定精度

内容物の濃度のばらつきが大きい

迅速な輸送、無人化、高精度な濃度測定を実現する
TRUCKSCANの開発
6

２．技術の概要●車両積載物の放射能濃度測定技術「TRUCKSCAN」
運搬車両の荷台に積載したままの状態で複数個の大型土のう袋のそれぞれの放射能濃度を同時に、高精度で測定できる放射能
濃度測定技術位置・体積データ

大型土のう袋位置計測システム

カメラ
大型土のう袋

計測室

放射能濃度測定データ

NaI検出器ユニット

7

２．技術の概要●TRUCKSCANによる測定手順
放射能濃度（Ｂｑ/ｋｇ）
8000

画像解析カメラ・大型土のう袋高さ・積載位置計測

・重量測定
クレーンスケール

レーザー測距機車 両 番 号

2500 5000 800 800

・放射能濃度測定
1500 800 7000 800
NaI検出器ユニット

ラフタークレーン

3000
1000０００１

車 両 Ｉ Ｄ ０Ｂ－０００１積 載 重 量 ８，９５０ｋｇ

ＴＲＵＣＫＳＣＡＮ 8

２．技術の概要●TRUCKSCANの特長
１．複数の放射能濃度を同時測定
大型土のう袋ごとの放射能濃度測定が可能

２．測定時間を大幅に短縮
簡易測定法に比べて測定時間を1/6～1/12に短縮

３．作業人員、被ばく線量の低減
・簡易測定法に比べて計測作業員を1/20に縮減
被ばく線量を1/80に低減

４．高い測定精度での測定が可能
簡易測定法に比べて正確でばらつきの小さい測定が可能
9

２．技術の概要● TRUCKSCAN測定の仕組み①
ガンマ線分析システム「ＩＳＯＣＳTM」※ とは、測定対象の形状・密度と検出器との距離の情報を用いて、大型土のう袋１袋ごとの放射能濃度の平均値を算出する技術※「ＩＳＯＣＳ 」は、キャンベラ社
TMのソフトウェアです。

大型土のう袋大型土のう袋車両荷台の側アオリ・検出器に対する位置
・大型土のう袋の高さ
・中身の密度・遮蔽物の材質、厚み

簡易測定法による測定イメージ

NaI検出器

ガンマ線分析システム「ＩＳＯＣＳ」による測定イメージ10２．技術の概要● TRUCKSCAN測定の仕組み②大型土のう袋位置計測システムにより、NaI検出器に対する位置と体積を検出し、様々な積載状態に対して高精度で測定が可能＜車両停止位置計測＞
画像解析
カメラ

＜大型土のう袋積載位置・体積計測＞
レーザー測距器（走行式）

積載位置・体積の検出例

十字印検出（画像解析）

大型土のう袋位置計測システム概要
11２．技術の概要● TRUCKSCAN測定の仕組み③
大型ＮａＩ検出器の採用により、大型土のう袋ごとの放射能濃度を核種別に測定自然放射性核種（40Kなど）の影響を排除

濃度（カウント）

鉛137Cs
134Cs
40K

検出器

NaI検出器エネルギー: [keV]

ガンマ線スペクトル分析 画面イメージ

12

３．実施例①●平成27年度 除染・減容等技術実証事業（環境省）
除去土壌等が入った大型土のう袋をトラック荷台に積載し、TRUCKSCANによる放射能濃度測定の実証試験
測定大型土のう袋

遮蔽土のう（3段積み）

NaI検出器ユニット

TRUCSKCANによる放射能濃度測定状況13

３．実施例①

除染・減容等技術実証事業●実証に用いた大型土のう袋の放射能濃度分布
屋外用Ｇｅ検出器による放射能濃度測定結果（約50袋）

放射能濃度（Bq/kg）

30,00025,000
屋外用Ge半導体検出器
20,00015,00010,0005,000
001000大型土のう袋重量(kg)

大型土のう袋の放射能濃度測定結果

2000
屋外用Ge検出器による測定状況

3,000～25,000 Bq/kgの中濃度、高濃度帯（50袋）
14

３．実施例①

除染・減容等技術実証事業●試験結果（簡易測定法との比較）

放射能濃度測定結果 (Bq/kg)

屋外用Ge検出器に対する測定結果の分布
TRUCKSCAN
簡易測定法

40,00030,000

正確度※1

精度※2

TRUCKSCAN

0.99

14.5%

簡易測定法

2.0

32.7%

20,00010,000※1：屋外用Ｇｅ検出器の測定結果からのずれ※2：測定結果のばらつき（1σ）

00

10,00020,00030,000
屋外用Ge検出器測定結果 (Bq/kg)

大型土のう袋の放射能濃度測定結果

TRUCKSCANは正確でばらつきの小さい測定が可能
15

３．実施例①

除染・減容等技術実証事業●試験結果（簡易測定法との比較）
大型土のう袋１袋当たりの測定時間
・簡易測定法 ： 173 秒/袋
測定時間を約1/12に短縮：
・TRUCKSCAN
15 秒/袋測定作業に従事する作業員１人当たりの被ばく線量・簡易測定法 ： 0.756μSv/人
被ばく線量を約1/80に低減
・TRUCKSCAN ： 0.0096μSv/人
大型土のう袋1袋当たりの測定コスト
・簡易測定法 ： 2,073円/袋
測定コストを約1/15に低減
・TRUCSKCAN ：142円/袋
16

３．実施例②●平成28年度 除去土壌再生利用実証事業（環境省）
再生利用可能な除去土壌（3,000Bq/kg以下）のスクリーニング
方法として、大型土のう袋の放射能濃度をTRUCKSCANで測定
大型土のう袋位置計測システム

大型土のう袋遮蔽水槽

NaI検出器ユニットTRUCKSCANによる測定状況
17３．実施例②

除去土壌再生利用実証事業●実証に用いた大型土のう袋の放射能濃度分布
屋外用Ｇｅ検出器による放射能濃度測定結果（約1,000袋）
放射能濃度（Bq/kg）

30,00025,000
屋外用Ge半導体検出器

20,00015,00010,0005,000

0010002000
大型土のう袋重量(kg)

大型土のう袋の放射能濃度測定結果

3000
屋外用Ge検出器による測定状況

数百～3,000Bq/kgの低濃度帯を対象
18

３．実施例②

除去土壌再生利用実証事業●試験結果（簡易測定法との比較）

放射能濃度測定結果 (Bq/kg)

屋外用Ge検出器に対する測定結果の分布
30,000TRUCKSCAN
簡易測定法

25,00020,00015,000

正確度※1

精度※2

10,000TRUCKSCAN

0.97

20.6%

5,000

簡易測定法

2.39

88.2%

※1：屋外用Ｇｅ検出器の測定結果からのずれ※2：測定結果のばらつき（1σ）

00

5,000
10,000
屋外用Ge検出器測定結果 (Bq/kg)

大型土のう袋の放射能濃度測定結果

低濃度帯でも正確で高い精度でのスクリーニング
19

４．技術実証の成果●TRUCKSCANによる放射能濃度測定技術
 測定時間の大幅な短縮により、大量に輸送される大型土のう袋を迅速に濃度分別
 簡易測定法と比較して作業人員を縮減、作業員の被ばく線量を大幅に低減

 放射能濃度の高低に関わらず、正確でばらつきの小さい測定を実現

20

５．実証技術の活用●令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業
盛土等工事への適用
再生資材化施設受け入れ時の放射能濃度測定技術として採用

ダンプトラックに大型土のう袋を積んだまま「トラックスキャン」で放射能濃度を測定し、5,000Bq/kg以下であることを確認します

出典：ふくしま環境再生Vol.16,2021年３月『発行元：環境省 福島地方環境事務所』

21

５．実証技術の活用●令和2・3・4・5年度飯舘村長泥地区環境再生事業
盛土等工事への適用
再生資材化施設受け入れ時の放射能濃度測定技術として採用

測定数量 ：150袋/時間：1,000袋/日
測定時間 ：2.4分/台22

ご清聴ありがとうございました23