�率�������/�����������

�������c

対物���
�解�

�.�m

レッドマーク � ク�ス�

ノンプリズム

測距時間※�
気象補正

�.�m�����（気象条件良好時：����）m���プリズム
ノンプリズム�.�m�����（気象条件良好時：����）m
�.�m�����（気象条件良好時：����）m�.�����m�（���ppm×D）mm

�������m�（���ppm×D）mm

���m�

��測距

�（���ppm×D）mm

通常測距 �mmまたは�.�mm���測距 ��mm

ノンプリズム約�.��

プリズム・反射シート

約�.��

ノンプリズム約�.��

プリズム・反射シート

約�.��

あり（自動気象センサー使用�気�・気����ppm値��）、なし ���

レッドマーク機能（�インテ�ング）�トリ�ー�ー�

測�方式

測��表示��イド�イト自動��補正��※�

標準�載
プログ�ム
データ
記録��

ア�ソリ�ート・ロータリー・エンコーダ

�出方式
最�表示

�ļ��ļ ���

�動ネジ方式

�スピード

測�精度（標準�差）
�IS B ������（ISO �������）準���ļ��ļ ����ļ視認�能範囲：��

形式

補正軸

形式

�軸

ミニプリズムセットMPU��約��,���点

SDカードスロット※�、ミニUSB�ート、�S����C電�気����ļ�目�

�形気��B����oo��ク�ス���ļ�目�

�Ļ��mm（��機�のみ整準�にも�きます）

基��形式

��式

���水

�度、�軸調整機構付

シ�ト式

使用�度範囲��式

シ�ト式

IP��（本体）

��式

シ�ト式

�.�k�

�.�k�

機能満載のハイスペックモデル���������

��（��物を�く）�量（バッテリ��）

充電時間

オプション

中���範囲：��Ļ

補正範囲 � ��ĻMPU��

インチプリズムセット
MPU��がケースに収納できます

本体��メモリ

記録容量（座標もしくは観測データ）※��充電あたりの使用時間

�ļ��座標測定、���測定、ト�バース測定（測定のみ�座標記録�����記録）、水準測定、���測定、対�測定、��測�（�EM）測定、
�点�方交会�、��測定、対回観測、単回観測、����、�外�点、面積��（座標�）、�点交点��、機��測定、
��S補正��、�ール�ケット設定（メニ�ー定�）レー�����

��
バッテリ（BP��）��ļ���ļ ����スピード

�面反射�

�軸測定・��電�� � ���出

正反��、�明付、��イトバック�イト��インター��ース気���度H � ���出�ļ

表示器

補正範囲シリーズ�（����ppm×D）mm

プリズム・反射シート
�回測距

測距時 � ク�ス��

�.�m����（気象条件良好時：���）
m

反射シート

トータルステーション

標 準 構 成 品

・本体
・インチプリズムセット（MPU��）・バッテリ（BP��）×�
・本体用充電器（BC��）一式
・調整工具一式・SDメモリーカード
・背負いベルト付き収納ケース
・レインカバー
・取扱説明書・安全カード、ステッカー
・保証書�.�m����m���プリズム
ミニプリズム最�表示�������c����Ļ（�.��）レー�安全��

測距精度※�

��������ļ視�

測距範囲※�

�������c��X

��mm（EDM��mm）

最�視準距離測距�※� ※�

��������.�k�
��測距

�.�k�

����×�さ���×長さ���mm
�.�k�

�.�k�

����o� �.�� ����mA� ��標準��

�ットス�ップ対�

約��時間（���に�回測定）※�

測�

約��.�時間

��充電で約�時間 � ���時充電の場合�時間

���理�認定

��Aトータルステーション

��トータルステーション

エルボアイピース SB��※�：気象条件通常または良好とは次のような状態を基準としています。
通常：視程が約��kmでかげろうがわずかに出ていて、日差しが弱く、風が適度にあるとき。
良好：視程が��kmで雨上がりの曇った状態で、かげろうがなく、風が適度にあるとき。 ※�：ノンプリズムモードでの測距範囲・精度・時間は環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率により変化することがあります。 また、ノンプリズムモードでの測距範囲はKODAＫ社グレイカード（白)を基準としています。
（KODAKはイーストマンコダック社の登録商標です） ※�：ペンタックス純正反射シートにおいて ※�：自動気象補正時の測距精度はプリズム・反射シート測距の場合にはppm誤差項の値は��ppm、
またノンプリズム測距の場合には距離（���m以上）
あるいは環境状況の変化や目標物の形状･面積･反射率によりppm誤差項の値は��ppmになります。 ※�：測距時間は日中の良好な測量環境で測定した値です。
プリズム測距の場合には距離（����m以上）
あるいは環境状況によって、またノンプリズム測距の場合には距離（���m以上）あるいは環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率によって、測距時間は長くなります。 ※�：３軸補正とはXY２軸補正に加え、水平軸と視準軸の直行と鉛直軸と水平軸の直交誤差を補正する機能です。 ※�：記録点数は使用状況によって変化します。
座標、観測（対回・単回）データの数値はそれぞれを組み合わせることなく、単独で使用した場合の観測点数です。
対回は�対回�方向観測を行った場合の代表的な観測点数です。 �現場最大記録点数：�,���点 最大現場作成数：��現場 パソコンからトータルステーションへのデータ転送最大点数：�,���点 ※�：使用できるSDカード容量は最大�GBです。
必ず標準付属のSDカードを使用してください。
市販のSDカードを使用する場合には、使用できないものもあるため、必ず確認してからご使用願います。 ※�：EDM省エネ設定が「あり」の場合。

オプション����

※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになり、よく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観などは予告なく変更することがあります。
※製品の色および写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なることがあります。
※このカタログに記載のはめ込み画像などはイメージです。
※このカタログで使用および表示されている商標「PENTAX」
またはその他のペンタックス製品の商品名は、HOYA株式会社から使用許諾を受けております。
※その他記載されている会社名および商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。
※無断転載および複写を禁じます。

ISO����：����認証取得
https://www.pentaxsurveying.com/
本社 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4
国内営業グループ 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4
大 阪 出 張 所

福 岡 出 張 所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜1-25-27-202©���� TI アサヒ株式会社 カタログ No. ���

TEL.048-793-0008（代）TEL.048-793-0018
TEL.06-6152-1282

TEL.092-806-7685

⿁⺲‫طشف‬ٛ⠕ِ‫وؼ‬ٛ‫عشجّث‬‫ؙ‬ٍٜؓؕ‫ت٭م‬厫‫ؤ‬٤‫تق‬

取扱店

㑔樑մ
#1
.16
4#
4$䥁爑劲❫嶖嘅 d d d d d d樑մ㑔
1#
61.
5.
#4
$4
6.

㚞⮯٤٘‫؛وب‬⺲մ⿁⠕ٛ‫فشط‬‫ثّجشع‬ٛ‫ِؼو‬‫ب٭ع‬㵣⹚‫ٍؓؕم٭ت‬ٜ‫ؙ‬‫قت‬٤‫ؤ‬厫‫ذ‬ٜؔ‫ن‬ٚ‫خ٭‬䥁爑劲❫嶖嘅  d  d  d劲❫樑մ㑔D4/34/
D4/34/
D4/34/R-500シリーズ。新型EDM機構を搭載！

進化した測距性能と多彩な機能で、作業効率のさらなる向上を実現！

進化を遂げた測距性能、ノンプリズム最大測定可能距離 600m

光学系を改良した新型EDM機構を搭載し、従来シリーズよりも測距時間と精度が向上しました。測距値の表示を待つストレスが少なく、スピーディーかつ高精度な測距作業を可能にします。
太陽光の反射による影響に

R-500シリーズ 現場作業の効率アップを強力サポート！

測設作業に便利なガイドライト

測設時の移動方向を2色（緑・赤）のLEDでBluetoothクラス1を標準装備

最大100mまで通信可能。ワイヤレスでの知らせます。
スピーディーな測設作業が可

データの受け渡し、データコレクタや電子平板能です。

での操作も容易です。

プリズムを持つ側から見たイメージついても低減しました。

ノンプリズム測距の場合

600m
ノンプリ時間

ノンプリ600m
ス ピーディー

スピーディーな設置作業を実現！

R-500シリーズ

45％ 短縮！
1.8秒

1.0秒

従来シリーズ※初回測距時精度

R-500シリーズ

3mm

従来シリーズ

ばらつきを60％ に抑制！

5mm

※距離2～100mの測距時設置時に便利な機械高測定

姿勢をとることなく、楽に整準作業が行えがあれば、後視点の測距により、機械高を自動計算します。

レーザ求心で簡単設置

約17時間の連続使用が可能※

2個のLi-ionバッテリが杭打ちや現況測量に便利！

装着可能。
ホットスワップにも対応し、作業中でも電源を落とすことなく、ガーキーを新搭載。

機械高
入力不要

既知点に向けて可視光レーザを照射するレーザ求心を搭載。
より簡単に求心作業を行うことができます。

バッテリの交換が可能です。

片側観測を可能にする3軸自動補正※

X・Y軸の自動傾斜補正機構に加えて、視準軸の誤差を自動補正する機構も搭載。正位での片側観測のみで、正・反観測と同精度の観測が可能に

鉛直方向

SDカード（付属品）でCSV、SIMA、APAの前後（X）方向の倒れ左右（Y）方向の倒れ水平方向

補正範囲±３′水平方向

なり、精度を保持します。

※対応機種はR-530NSおよびR-530NScのみです。

鉛直軸

鉛直方向

※USBミニポート、RS-232Cも使用可能（別途ケーブルが必要）です。と気 圧 をリアルタイム に 測 定 。測 定 結 果 のレッドマーク機能を搭載

観測方向に赤いレーザ光を照射。位置の確認がしやすくなり、室内や屋外（日陰）での作業時に便利です。

本体左右の支柱下部にある「気象センサー」

TS出来形対応データコレクタ（オプション）●データコレクタ DC-6E（オプション）

測点C

C2

C3C4「TS出来形管理要領（土木編・舗装工事編）
データ交換基準Ver.4.1」に対応！

情報化施工を強力にサポートし、現場での測設点座標省力化推進に貢献します。
機械点座標

本体に内蔵された自動気象センサーが、気温※1秒に3回の測定の場合55％ アップ！

約SDカードスロット

基準点測量プログラム標準搭載

逆打ち測定

気温や気圧の入力が不要！

従来シリーズ
約4時間30分

補正範囲±３′

基準点測量から高精度な施工管理まで対応したソフトウェアを標準装備。
対話形式のシンプルな操作体系です。

後視点方向角データに対応します。

自動気象センサーを内蔵

ppm補正を行います。

豊富な応用機能を内蔵！

後視点座標※30秒に1回の測定の場合

R-500シリーズ
約9時間50分

容易なデータの受け渡し

後視点
鉛直軸

連続距離時間※※液晶部は、路線計算画面。 各点の拡大表示も可能です。

※オプションで光学求心に変更可能。

対回観測

素早い測距を実現する
トリガーキー

既知点上にトータルステーションを設置する際、後視点の高さ（Z座標）ます。

倍角差
観測差高度定数差
距離セット較差

測設ライン

左へ

望遠鏡から目を離さずに測距ができるトリ棒型で見やすい電子気泡管縦横の棒気泡管を画面上に表示。
無理な

右へ

内外分点

横断線形画面平面線形画面

路線選択◆TS出来形

平面確認
縦断確認

出来形管理データ確認

出来形観測（管理断面）
出来形観測（任意点）

出来形点検（監督・検査現場立合）