Publication: INFICON AB - nina60s1-c (1204) - All information can be modified without prior notice

Detector de Fugas de Hidrógeno
Sensistor ISH2000

Instrucción de servicioESDetector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

Bienvenido(a) a Sensistor ISH2000
Apreciado(a) cliente:
Acaba de adquirir un detector de fugas de hidrógeno INFICON Sensistor ISH2000. Sensistor
ISH2000 es un detector extremadamente sensible y selectivo para gas de hidrógeno (H2).
Está especialmente diseñado para detectar fugas utilizando gas trazador de hidrógeno
(hidrógeno diluido con nitrógeno a una concentración segura); el gas trazador más eficaz yeconómico para pruebas de fugas.
Sensistor ISH2000 detecta hidrógeno en el aire a presión atmosférica sin necesidad debombeo de vacío. Es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren altos niveles
de sensibilidad y selectividad combinados con sencillez, fiabilidad y bajo coste.

Este producto cumple con los requisitos de las Directivas
Europeas alistadas en la Declaración de Conformidadpresentada en página 52 de este documento. Estas Directivas
han sido enmendadas por la Directiva 93/68/CEE (marcado
CE).
Copyright/Propiedad intelectual
El uso de productos de INFICON AB está sujeto a derechos de
Copyright y propiedad intelectual vigentes en cualquierjurisdicción.
Reservados todos los derechos incluso la copia de este
documento total o parcialmente sin la previa autorización
por escrito de INFICON AB.
Aunque INFICON AB considera que se han hecho esfuerzos
razonables para garantizar la exactitud de la información
contenida en este documento, el mismo podría contenerinexactitudes o errores tipográficos. INFICON AB se reserva elderecho a modificar la información contenida en este
documento, sin previo aviso.

2

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Contenido
1

ES

Información para el usuario............................................................................................ ......5
1.1 Notas y avisos de seguridad ............................................................................................................5
1.2 Estructura del documento...............................................................................................................5
1.3 Convenciones usadas en este manual .............................................................................................52

Descripción del equipo........................................................................................................... 6
2.1 Sensistor ISH2000...........................................................................................................................6
2.2 Sensistor ISH2000C ........................................................................................................................7
2.3 Sensistor ISH2000P.........................................................................................................................83

Mandos y conexiones............................................................................................................. 9
3.1
3.2
3.3
3.4

4

Display ...........................................................................................................................................9
Botones pulsadores ........................................................................................................................9LED ..............................................................................................................................................10
Puertos y conexiones ....................................................................................................................10

Precauciones ......................................................................................................................... 12
4.1 Al trabajar con gas .......................................................................................................................12
4.2 Gas trazador de hidrógeno para detección de fugas .....................................................................13
4.3 Interferencias................................................................................................................................13

5

Principio de funcionamiento................................................................................................ 14
5.1 Tecnología de sensor ...................................................................................................................14
5.2 Condición para detección de fugas...............................................................................................14
5.3 Modos de detección de fugas.......................................................................................................14

6

Manejo del detector ............................................................................................................. 15
6.1 Para detectar fugas......................................................................................................................15
6.2 Para localizar fugas.......................................................................................................................15
6.3 Para cuantificar fugas ...................................................................................................................16

7

Calibración del detector de fugas ....................................................................................... 17
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8

Introducción .................................................................................................................................17
Referencia de calibración..............................................................................................................17
Procedimiento de calibración ........................................................................................................17
Valor de referencia con fuga de referencia....................................................................................18
Valor de referencia con gas de referencia .....................................................................................18

Sección de referencia ........................................................................................................... 19
8.1 Sistema de menús ........................................................................................................................19
Funciones de botones .............................................................................................................................................................. 19

8.2 Formato de ingeniería...................................................................................................................19
8.3 Cambiar modo de prueba.............................................................................................................20
8.4 Calibración ...................................................................................................................................20
Calibrar ................................................................................................................................................................................... 20
Intervalos de calibración........................................................................................................................................................... 20
Sensibilidad demasiado baja para nivel de rechazo................................................................................................................... 20¡Señal alta! ¡Controlar la referencia!........................................................................................................................................ 20
Indicador de estado del sensor................................................................................................................................................. 21
Mensajes de calibración ........................................................................................................................................................... 21
Valor de referencia .................................................................................................................................................................. 22
Unidad de referencia ............................................................................................................................................................... 23
Tiempo de calibración.............................................................................................................................................................. 23
Tiempo de calibración mínimo ................................................................................................................................................. 23
Calibración protegida por contraseña ...................................................................................................................................... 24

8.5 Configuración del modo de detección ..........................................................................................24
Para detectar fugas.................................................................................................................................................................. 24
Para localizar fugas .................................................................................................................................................................. 25
Compensación de ambiente .................................................................................................................................................... 25
Sensibilidad ............................................................................................................................................................................. 26
Alcance automático ................................................................................................................................................................. 26
Ajuste directo de la sensibilidad ............................................................................................................................................... 26
Umbral de audio...................................................................................................................................................................... 26
Indicador de rechazo ............................................................................................................................................................... 26
Impulso de audio preparado .................................................................................................................................................... 26

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

3

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

8.6 Modo de análisis ..........................................................................................................................26

ES

Para analizar fugas................................................................................................................................................................... 26
Nivel de rechazo ...................................................................................................................................................................... 27
Valor de correlación................................................................................................................................................................. 27
Unidad de análisis.................................................................................................................................................................... 27
Análisis multipunto .................................................................................................................................................................. 27
Para usar análisis multipunto.................................................................................................................................................... 27
Tiempo de análisis multipunto ................................................................................................................................................. 28
Tiempo de presentación mínimo .............................................................................................................................................. 28
Umbral de display .................................................................................................................................................................... 28
Umbral de audio...................................................................................................................................................................... 28
Indicaciones de rechazo ........................................................................................................................................................... 28
Mostrar nivel de rechazo.......................................................................................................................................................... 28
Impulso de audio preparado .................................................................................................................................................... 28

8.7 Configuración de APC ..................................................................................................................28
Tipo de sonda.......................................................................................................................................................................... 29
Tiempo de APC A-D................................................................................................................................................................. 29
Nivel de purga ......................................................................................................................................................................... 29
Restablecer señal ..................................................................................................................................................................... 29

8.8 Configuración del display .............................................................................................................29
Contraste ................................................................................................................................................................................ 29
Brillo........................................................................................................................................................................................ 29
Invertir colores ......................................................................................................................................................................... 29
Tiempo de espera salvapantallas .............................................................................................................................................. 29

8.9 Configuración general ..................................................................................................................30
Idioma ..................................................................................................................................................................................... 30
Botón de medir/imprimir.......................................................................................................................................................... 30
Botón de sonda ....................................................................................................................................................................... 30
Lámpara de sonda ................................................................................................................................................................... 30
Cambiar contraseña................................................................................................................................................................. 30
Frecuencia base de audio......................................................................................................................................................... 31
Ajuste de reloj ......................................................................................................................................................................... 31
Ajuste de fecha........................................................................................................................................................................ 31
Puerto de impresora ................................................................................................................................................................ 31
Información ............................................................................................................................................................................. 31

8.10 Configuración de servicio .............................................................................................................31
Mostrar contraseña.................................................................................................................................................................. 31
Restablecimiento del sistema de sonda .................................................................................................................................... 31
Restablecimiento del sistema ................................................................................................................................................... 31
Nivel de señal de detector........................................................................................................................................................ 31
Nivel de activador .................................................................................................................................................................... 32
Tiempo de calibración mínimo ................................................................................................................................................. 32
Modo de batería...................................................................................................................................................................... 32
Número de dígitos significativos............................................................................................................................................... 32
Modo de depuración ............................................................................................................................................................... 32
Modo de servicio ..................................................................................................................................................................... 32

8.11 Modo combinado.........................................................................................................................32
8.12 Sonda...........................................................................................................................................33
Cambio de la sonda................................................................................................................................................................. 33
Cambio de la punta de la sonda .............................................................................................................................................. 33

8.13 Puerto de control de sonda...........................................................................................................33
Conector de puerto de control de sonda.................................................................................................................................. 34
Estatus de pautas de señal ....................................................................................................................................................... 34

8.14 Puerto de impresora .....................................................................................................................36
Configuración de clavijas de conector ...................................................................................................................................... 36
Tipos de impresora seleccionables............................................................................................................................................ 37
Comunicación serial RS232...................................................................................................................................................... 40
Instalación de controlador de APC ........................................................................................................................................... 41

8.15 Instalación de Sensistor ISH2000P.................................................................................................42
Proceso de instalación.............................................................................................................................................................. 43

8.16 Parámetros predefinidos ...............................................................................................................44

9

Localización y corrección de averías ................................................................................... 46

10
11
12

Especificaciones de Sensistor ISH2000 ................................................................................ 47
Repuestos y accesorios ........................................................................................................ 50
Asistencia de INFICON .......................................................................................................... 51
12.1 Formulario de devolución de producto..........................................................................................51
12.2 Devolución del instrumento a INFICON .........................................................................................51

13
4

Declaración de conformidad................................................................................................ 52
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

1

Información para el usuario

ES

Leer atentamente este instrucción de servicio antes de usar Sensistor ISH2000.

1.1

Notas y avisos de seguridad
Este instrucción contiene advertencias y precauciones para el uso seguro del producto.
Ver las definiciones abajo.
¡ADVERTENCIA!
Advertencia indica una situación peligrosa que, si no
se evita, comporta peligro de muerte o daños
personales graves. Es importante no continuar hasta
que todas las condiciones expresadas se cumplan y secomprendan claramente.

¡PRECAUCIÓN!
Precaución indica una situación peligrosa que, si no
se evita, comporta riesgo de daños personales
pequeños o moderados. Es importante no continuar
hasta que todas las condiciones expresadas se
cumplan y se comprendan claramente.

NOTA:

Aviso indica instrucciones que se deben seguir
para evitar daños en Sensistor ISH2000 u otros
equipos.
Nota: Nota se usa para indicar información que es importante para un uso óptimo, sin
problemas, de Sensistor ISH2000.

1.2

Estructura del documento
El documento está dividido en dos partes principales:•
Puesta en marcha•
Sección de referencia
La parte de puesta en marcha contiene ejemplos de casos, paso a paso, que explican
cómo usar Sensistor ISH2000 en diversas situaciones comunes. La sección Referencia
contiene una explicación detallada e información adicional que complementan el
instrucción de servicio con toda la información relevante.

1.3

Convenciones usadas en este instrucción
En este instrucción de servicio se usa el siguiente estilo de texto (comando de hardware)para referencias a comandos de hardware o etiquetas de botones; y se usa este estilo
de texto (comando de software) para referencias a comandos de software y opciones demenú.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

5

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

2

Descripción del equipo
Sensistor ISH2000 está disponible en tres versiones: Un modelo de escritorio (Sensistor
ISH2000), un modelo a batería (Sensistor ISH2000C) y un modelo de montaje en panel(Sensistor ISH2000P).

2.1

Sensistor ISH2000
Sensistor ISH2000 incorpora varias funciones potentes que facilitan mucho la
integración en un sistema semi o totalmente automático. Las funciones varían desde lapresentación de todas las señales de estatus necesarias, hasta el puerto de impresora/
comunicación o un avanzado sistema de control de sonda activa (APC). El detector
puede, por tanto, controlar avanzados dispositivos de recolección de muestras ytambién aparatos de prueba sencillos.
Fig. 2-1. El modelo de escritorio consta de siete partes.

1
3
2

Elemento

6

Descripción

1

Unidad de detector

2

Sonda de mano P50 (mostrada) o sonda activa con sensor

3

Cable de sonda C21

4

Cable de alimentación (el cable de alimentación es específico
de país y puede variar)

5

Instrucción de servicio (no mostrado)

6

Instrucción de servicio en CD (no mostrado)

7

Formulario de devolución de producto (no mostrado)

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

2.2

Sensistor ISH2000CES

El modelo a batería (Sensistor ISH2000C) tiene todas las funciones de Sensistor ISH2000
excepto el sistema APC. Ello significa que sólo permite usar sondas pasivas; por
ejemplo, la sonda de mano P50). Esto se debe al control de gestión de alimentación. Labatería, una Li-ion de 14,8 V, no tiene la corriente necesaria para operar sondas
externas.
En el display (en modo de detección y modo de análisis), un símbolo en la esquina
superior derecha muestra el estado de carga de la batería. Sensistor ISH2000C tiene una
autonomía de 14 horas con batería plenamente cargada, salvapantallas y función deenmudecimiento. La autonomía es de 9 horas sin salvapantallas ni función deenmudecimiento.
Una hora de carga proporciona aproximadamente una hora de tiempo operativo. Esta
carga reducida puede hacerse si es necesario, pero es importante cargar la batería
plenamente con regularidad.
Fig. 2-2. El modelo a batería consta de siete partes.

1
2

3
Elemento

Descripción

1

Unidad de detector

2

Sonda de mano P50 (mostrada) o P50-Flex

3

Cable de sonda C21

4

Cargador de batería (el cargador de batería es específico de país ypuede variar; no mostrado)

5

Instrucción de servicio (no mostrado)

6

Instrucción de servicio en CD (no mostrado)

7

Formulario de devolución de producto (no mostrado)

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

7

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

2.3

Sensistor ISH2000P
El modelo de montaje en panel (Sensistor ISH2000P) tiene las mismas funciones que
Sensistor ISH2000.
La diferencia es que Sensistor ISH2000P se puede instalar en un panel de operador o en
cualquier otra superficie plana. Además, también funciona con +24 VCC. La entrega deldetector incluye soportes de montaje y una junta de goma para panel. Ver “Instalaciónde Sensistor ISH2000P” en la página 42.
Fig. 2-3. El modelo de montaje en panel consta de siete partes.

1

Elemento

8

Descripción

1

Unidad de detector

2

Soportes (no mostrados)

3

Tornillos (no mostrados)

4

Junta tórica (no mostrada)

5

Instrucción de servicio (no mostrado)

6

Instrucción de servicio en CD (no mostrado)

7

Formulario de devolución de producto (no mostrado)

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

3

Mandos y conexiones

ES

Los mandos y conexiones se describen y muestran en este capítulo.
Fig. 3-1. Mandos e indicadores de Sensistor ISH2000.

1

1

3

3

6

2

Elemento

3.1

3

3

4

5

Descripción

1

Display2

Altavoz

3

Botones pulsadores de mando

4Toma de auricular5

Conector de sonda

6

Lámparas LED

Display
El display muestra:•
barra indicadora en el modo de detección y cifras en el modo de análisis.
•siete menús principales. Sus posiciones están indicadas en una escala horizontal.
Cambiar entre menús con los botones < y >.
•los menús principales tienen submenús que también están indicados con escalas
horizontales y se pueden seleccionar con los botones < y >.
•escalas para configurar valores numéricos, idiomas, etc.
•
mensajes.
Sensistor ISH2000C:•
Indicador de estado de batería en la esquina superior derecha.

3.2

Botones pulsadores
Las funciones de los botones pulsadores se muestran en la parte inferior del display. En este
instrucción los botones están numerados, de izquierda a derecha: 1, 2, 3 y 4. Los botones
pulsadores se usan para:•
Cambiar entre elementos de menú con los botones < y >.
•Pulsar Intro para desplazarse al submenú más cercano.
•Pulsar Guardar para guardar el valor definido.
•
Pulsar Invalidar para restaurar el valor previamente definido.
•
Pulsar Esc para desplazarse al/los nivel(s) superior(es) más cercano(s).

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

9Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

3.3

Lámparas LED
Las dos lámparas LED indican el estatus del instrumento, de esta forma:•
La luz verde parpadeando lentamente durante la fase de calentamiento.
•
La luz verde con luz fija indica que el instrumento está listo y la señal de hidrógeno es
inferior al límite nivel de rechazo.
•
La luz roja fija junto con la palabra RECHARZAR en el display significa que elinstrumento ha detectado una fuga mayor que el límite de nivel de rechazo definido.
•
Si la luz roja parpadea rápidamente, ver el mensaje en el display. (Ver “Localización ycorrección de averías” en la página 46.)

3.4

Puertos y conexiones
Los puertos y conexiones se muestran en la figura 3-2 abajo.
NOTA:

Conectar siempre los cuatro hilos del conector
de alimentación a 24 VCC para operar.

Sensistor ISH2000
Fig. 3-2. Puertos y conexiones de Sensistor ISH2000.

3

3

1

1
Vista posterior
6

Elemento

10

6
4

4

2

2

5

5

Descripción

1

Puerto de impresora

2

Puerto de control de sonda

3

Fusible4

Interruptor

5

Entrada de electricidad, 100-240 VCA

6Agujero de tornillo para la placa de montaje

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Sensistor ISH2000C

ES

Fig. 3-3. Puertos y conexiones de Sensistor ISH2000C.

Sensistor ISH2000C Vista posterior
1
2
3

4

Elemento

Descripción

1

Interruptor

2

Puerto de impresora

3

Cargador de baterías

4

Agujero de tornillo para la placa de montaje

Sensistor ISH2000P
Fig. 3-4. Puertos y conexiones de Sensistor ISH2000P.

2

3

1

4
5

Sensistor ISH2000P
Vista posterior

Elemento

Descripción

1

Conector de sonda

2

Tornillo de masa

3

Conector de alimentación

4

Puerto de control de sonda

5

Puerto de impresora

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

11

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

4

Precauciones
Leer atentamente este instrucción de servicio antes de usar el instrumento. El detector
de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 es extremadamente selectivo. Solamente elsulfuro de hidrógeno (extremadamente tóxico) da una respuesta comparable alhidrógeno.

4.1

Al trabajar con gas
Deben considerarse los riesgos normales relacionados con el trabajo con todos los gases
comprimidos.
¡ADVERTENCIA!
El hidrógeno puro es un gas inflamable. Usar
solamente gas trazador de hidrógeno preparado, de
5% de hidrógeno en nitrógeno. Ésta es una mezcla degas industrial estándar, utilizada en varias
aplicaciones industriales.

Nota: Siempre que se usa la palabra “hidrógeno”

en este instrucción, significa que el gas
hidrógeno está mezclado de forma segura con
nitrógeno en una proporción de 5% H2 - 95%
N2.

¡ADVERTENCIA!
Puesto que la mezcla de gas trazador no contiene
oxígeno, la liberación de grandes cantidades de gas
en un espacio cerrado puede provocar asfixia.

¡ADVERTENCIA!
Los gases comprimidos contienen una gran cantidad
de energía acumulada. Asegurar siempre
cuidadosamente las botellas de gas antes de conectar
el regulador de presión. Nunca transportar una
botella de gas con el regulador de presión montado.

Antes de conectar gas trazador: verificar que los acoplamientos o el objeto de prueba
están diseñados para trabajar con presión de prueba.
¡ADVERTENCIA!
La presurización de objetos a presiones excesivas
puede causar reventones. Ello, a su vez, comporta
riesgo de daños personales graves e incluso peligro
de muerte.
Nunca presurizar objetos que no hayan sido
previamente sometidos a ensayos de rotura para lapresión de prueba elegida.

12

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Nota: INFICON AB no puede asumir ninguna responsabilidad por las consecuencias

ES

derivadas del uso inadecuado de determinadas presiones de prueba.
Los choques de presión pueden causar sonidos fuertes que pueden ocasionar pérdida
auditiva.
Comprobar que se cumple con todas las leyes y normas de seguridad relevantes antes
de poner en servicio Sensistor ISH2000.

4.2

Gas trazador de hidrógeno para detección de fugas
Cuando se libera gas de hidrógeno puro en aire, su intervalo de inflamabilidad varía
desde 4% a 75% de hidrógeno en aire. Por debajo del 4% no hay energía química
suficiente para inflamar. Por encima del 75% no queda oxígeno suficiente paraalimentar una llama.
Por ejemplo: cuando una mezcla de menos del 5,5% de hidrógeno en nitrógeno se
mezcla con aire, no hay energía suficiente para alimentar una llama, sea cual sea larelación aire/gas.
Cuando una mezcla de más del 5,5% de hidrógeno en nitrógeno es liberada al aire, hay
una gama de relaciones aire/gas en que la mezcla es inflamable. Por ejemplo: cuando
una mezcla del 10% de hidrógeno en nitrógeno se mezcla con aire, hay muy poca
energía disponible. Solamente en circunstancias excepcionales una llama puedeautoalimentarse. Sin embargo, tales mezclas no pueden detonar.
¡ADVERTENCIA!
Las mezclas de hidrógeno/nitrógeno que contienen
más de aproximadamente un 15% de hidrógeno
pueden detonar cuando se mezclan en determinadas
proporciones con aire.

NOTA:
Nunca usar mezclas propias. Usar solamente mezclas
preparadas comerciales o una mezcladora de
hidrógeno/nitrógeno certificada instalada por el
proveedor del gas.

4.3

Interferencias
La mayoría de métodos de gas trazador tienen algún tipo de interferencia. Bien el
detector es sensible a otros gases o vapores, o hay otras fuentes de gas presentes, a losque es sensible el detector.
Ejemplos de posibles fuentes de hidrógeno:•
Escape de motores•
Estaciones de carga de baterías•
Humo de cigarrillos•
Aire de respiración•
Flatulencias humanas•
Rascado en superficies de aluminio

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

13

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

5

Principio de funcionamiento

5.1

Tecnología de sensor de gas
El detector de fugas Sensistor ISH2000 utiliza un sensor de gas de hidrógeno
extremadamente sensible, basado en un transistor de efecto de campo
microelectrónico (MOS-FET).
La sensibilidad al gas aparece cuando el hidrógeno es absorbido al interior del sensor a
través de una capa de aleación metálica (hidruro de metal).
Solamente hidrógeno puede difundirse en el metal, por lo que los sensores son
prácticamente insensibles a otras sustancias que no contienen moléculas de hidrógeno
libres.
Las señales de los sensores son procesadas por un microprocesador que también
controla la temperatura del sensor con gran precisión, así como otros diagnósticos desensor, para asegurar una funcionalidad perfecta. Además, también se hace una
compensación automática del gas ambiental.

5.2

Condición para detección de fugas
Para usar el detector de fugas, el objeto de prueba debe estar lleno y presurizado por
gas trazador (95% N2/ 5% H2) para obtener un flujo de gas a través de la fuga. El gas
trazador es un gas de soldadura normal de calidad industrial, fácil de obtener a bajo
coste. El nombre genérico es gas de conformación. El proveedor del detector de fugas
puede suministrar un equipo de llenado de gas adecuado.
Los gases trazadores deben manipularse con cuidado después de usarlos. El gas
trazador liberado contamina el aire circundante con hidrógeno y puede complicar las
mediciones ulteriores durante un tiempo. Asegurar que el gas trazador sea evacuadodel área objeto, preferentemente al exterior del edificio.

5.3

Modos de detección de fugas
El detector funciona en tres modos:•
Modo de localización de fugas (modo de detección), utilizado principalmente para detectar y
localizar fugas, pero sin cuantificarlas.
•
Modo de medición de hidrógeno (modo de análisis), que mide la concentración de hidrógeno.
•
Modo combinado (modo predefinido), que es una combinación de los modos de detección y deanálisis.

El modo de detección funciona continuamente, mientras que el modo de análisis
determina la concentración de hidrógeno (y calcula la tasa de fuga correspondiente) en
una medición de un paso. El modo de detección no da números. Por consiguiente nonecesita calibración. La sensibilidad de la señal acústica y de la barra móvil en el display
se ajusta manual o automáticamente; ver abajo.
Cuando se usa el instrumento en modo de análisis, hay que calibrarlo como se describe.
Ver “Calibración del detector de fugas” en la página 17 para obtener cifras correctas.

14

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

6

Manejo del detector

6.1

Para detectar fugasES

Si sólo se quiere detectar la presencia de una fuga (averiguar si hay o no hay una fuga), usar
el modo de detección (o la barra de detección en el modo combinado). Así, la definición
de fuga o no fuga será simplemente: “una fuga es tal si puede ser detectada por el detector
ajustado a una sensibilidad específica”.

Para preparar:
La operación en modo de detección no es cuantitativa. Las señales acústica y visualaumentarán y disminuirán con la concentración de gas. Por lo tanto no es necesaria
una calibración como tal, sino más bien un ajuste de la sensibilidad al nivel necesario.
Un procedimiento de preparación típico para el modo de detección es:•
Definir una fuga de referencia que corresponda a la fuga más pequeña que se desea detectar.
•
Poner la sonda cerca de la fuga de referencia y anotar aproximadamente la reacción obtenida(sin reacción, pequeña, mediana, alta, plena escala) dentro de los primeros pocos segundos.
•
Ajustar la sensibilidad. Esto puede hacerse permanentemente en el menú Detección
Configuración de modo o temporalmente como un Ajuste de sensibilidad Directo en el
display (a menos que se haya desactivado esta función en el menú de configuración del modode detección).

Hay también una función de referencia automática que se puede seleccionar en elmenú “Configuración de modo de detección”.
Nota: Si se usa el modo de detección y se necesita que la función de alarma se active
a un determinado nivel calibrado, hay que calibrar la unidad siguiendo las
instrucciones; ver “Calibrate the leak detector” on page 17 La razón de ello es
que la alarma se basa en el modo de análisis cuando se muestra el modo dedetección.

6.2

Para localizar fugas
Nota: El modo de detección(o el uso de la barra de detección en modo combinado)
se usa para localizar fugas. Este modo es semicuantitativo; es decir, que genera
una señal acústica y visual que aumenta cuando la sonda se acerca a una fuga
(una mayor concentración de gas) y disminuye cuando se aparta la sonda de lafuga. No muestra cifras. En este modo de operación, se pueden detectar fugas
fácilmente usando una sensibilidad predefinida. Ver “Sensitivity” on page 25 y
“Ajuste directo de la sensibilidad” en la página 26.
Es posible localizar fugas con gran precisión, incluso cuando hay otras fugas cerca. Porejemplo: si se está intentando localizar una fuga en un producto y éste tiene una fuga
grande, se obtendrá una señal acústica en cuanto la sonda se ponga cerca delproducto. Al mover la sonda alrededor y sobre el producto, la señal aumentará cuando
la sonda se acerque a la fuga. Si la señal se sale de escala, reducir el ajuste desensibilidad para devolverla a la escala. Usando el ajuste de sensibilidad de esta forma
se podrá localizar fugas múltiples cercanas entre sí.
Nota: Al trabajar en un espacio reducido como, por ejemplo, un armario o un
conducto estrecho en un motor de combustión, hay riesgo de que laconcentración ambiental se acumule hasta niveles cercanos al límite de detección
superior del detector. En tal caso, no será posible localizar fugas con la misma
facilidad que en espacios abiertos.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

15

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Consejo: Es una práctica recomendable detectar una fuga, localizarla y apartar
inmediatamente la sonda para que no se sature. La sonda no se daña por la exposición,
pero se recuperará más lentamente. Después de una exposición excesiva, será menos
sensible durante un tiempo corto.

ES

6.3

Para cuantificar fugas
El modo de análisis(o el uso de las cifras de análisis en modo combinado) se usa
para medir el tamaño de una fuga (o la concentración de una muestra de gas). Parapoder hacer esta medición y obtener valores correctos, hay que calibrar primero el
instrumento con la función de calibración.
En el modo de análisis, el detector determina la concentración de gas desde elcambio, cuando la sonda pasa de estar expuesta al ambiente a ser expuesta a una
determinada concentración de gas. El detector no monitoriza continuamente laconcentración de gas, sino que en cambio sólo hace una lectura. Otra denominación
alternativa adecuada para este modo podría ser “modo de muestreo”. Es importanterecordar esto cuando se usa el detector en este modo.
En el modo de análisis, se debe mover la sonda directamente desde la situación
ambiental hasta el punto de prueba. El tamaño de la fuga en PPM o cualquier otra
unidad seleccionada se muestra en el display. La sonda se puede y debe quitar delpunto de medición porque el valor medido se estabiliza y permanece en el display. El
tiempo de presentación del valor medido se puede ajustar en el menú Configuracióndel modo de análisis.
El detector de fugas opera en la gama de 0,5 - 2.000 ppm H2 generando una linealidad
entre 0,5 y 500 ppm. Para obtener la mayor precisión en esta gama, seguir larecomendación de calibración. Ver “Calibrate the leak detector” on page 17.

¡PRECAUCIÓN!
• No abra el detector! El servicio de este equipo sólo debe ser efectuado por centros de servicio autorizados para ello por INFICON, Suecia.
• Si el detector sufre desperfectos externos, debe ser revisado y reparado por un
centro de servicio autorizado por INFICON.
• No exponer la sonda a concentraciones de hidrógeno superiores al 0,1% cuando
el instrumento no está operativo: de hacerlo se podría dañar o destruir el sensor
de sonda.
• Cuando el instrumento está operativo, el sensor resiste la exposición temporal a
concentraciones de hidrógeno de hasta 100%. Evitar exposiciones aconcentraciones altas.

16

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

7

Calibración del detector de fugas

7.1

IntroducciónES

El detector de fugas es un instrumento combinado con sonda.
Esta sección del instrucción de servicio contiene ejemplos paso a paso sobre la forma decalibrar el detector en los casos más comunes. Para más información sobre la operaciónde calibración, ver la sección de referencia.
El instrumento se debe calibrar con la función de calibración integrada para asegurarque presenta los valores correctos en modo de análisis. Después de la calibración, el
instrumento mostrará los valores medidos correctos en el display en modo de análisis yen modo combinado. Los parámetros de calibración se guardarán en la sonda.

7.2

Referencia de calibración
El detector se puede calibrar por gas de referencia o por fuga de referencia.
Un gas de referencia contiene una concentración bien definida de gas de hidrógeno enppm, mezclado con aire o con un poco de gas inerte. Las botellas de gas se entregannormalmente con un certificado. El gas de referencia se puede pedir a proveedores
locales de gas.
Una fuga de referencia es una fuga de gas bien definida y se debe alimentar con elmismo tipo de gas que se usa en la prueba de detección y con una presión de gas
especificada en el certificado del gas de referencia. La fuga de referencia se puede
pedir al proveedor del detector.
Elegir la magnitud de la referencia de calibración, según estas recomendaciones:••

Igual o mayor que el nivel de rechazo (aunque como máximo 10 veces mayor)en una de estas gamas:
5 a 400 ppm H2
1x10-5 a 4x10-3 cc/s (mbarl/s) definida para aire
3 a 120 g/a definida para R134a

Consultar con el proveedor del detector para ayuda en la selección de la referencia decalibración óptima para la aplicación pertinente.

7.3

Procedimiento de calibración
Antes de calibrar se debe configurar el valor de referencia en el menú de calibración. Ver“Con gas de referencia” y “Con fuga de referencia”, abajo.
Al calibrar, exponer la sonda al aire ambiental y efectuar estos pasos:
1. Empezar con Menú y continuar con Calibración/Calibrar/Intro.
2. Pulsar el botón Inicio o el botón de la sonda.
3. Exponer la sonda al gas/la fuga de referencia
No se tiene que exponer la sonda al gas de calibración durante todo el tiempo decalibración (el tiempo definido en el menú Calibración mientras la barra se mueve). El
instrumento sólo mide el cambio producido cuando la sonda va desde el aire ambiental
al gas de calibración.
Mientras se mueve la barra de tiempo de calibración, la sonda debe exponerse al gas
de calibración o a la fuga de referencia. Luego el display muestra Detectando gas y

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

17

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

suenan señales acústicas. Guardar o repetir la operación de calibración hasta que sea
posible guardar la calibración. Si no se guarda la calibración, el instrumento recuperará
el valor anterior después de un minuto.

ES

Nota: Después de cambiar la configuración o la sonda, será necesario repetir lacalibración de 2 a 3 veces para obtener Calibración correcta.
•••¡Para una exactitud óptima, dejar transcurrir como mínimo 30 segundos entre cadacalibración!
Si se presenta repetidamente el mensaje “No hay gas o señal inestable”, volver almodo de detección y controlar la funcionalidad.
Si se muestra Repetir calibración, significa que el valor medido se ha desviado másdel 10% de la calibración anterior. Repetir el procedimiento de calibración.

Además, ajustar la unidad de análisis igual que el valor de referencia. Si se desea
utilizar otra unidad, hay que introducir un número de nuevo cálculo en el valor decorrelación, que describe la relación entre las diferentes unidades.

7.4

Valor de referencia con fuga de referencia
Al medir el flujo de fuga, en casos normales se calibrará el detector con una fuga dereferencia.
Definir el valor de referencia igual que el flujo calibrado de la fuga de referencia
elegida. Este valor está indicado en el certificado de calibración emitido para la fuga.
Definir también la unidad de referencia con la misma unidad utilizada para expresar latasa de fuga o la fuga de referencia.
Ejemplo: La tasa de fuga de referencia es de 4,2E-5 mbarl/s.

1- Definir el valor de referencia = 4,2E-05.
2- Definir la unidad de referencia = “mbarl/s
Nota: Presurizar la fuga de referencia con la presión indicada en el certificado decalibración. Si se usa una presión diferente, hay que volver a calcular el caudal
resultante de la fuga y usarlo como valor de referencia.
Nota: Durante la calibración, la concentración de gas de hidrógeno resultante de la

fuga debe estar entre 5 PPM - 400 PPM H2.

7.5

Valor de referencia con gas de referencia
Al medir la concentración de hidrógeno (en vez de la tasa de fuga), en la mayoría decasos se calibrará el detector con un gas de referencia con una concentración conocida.
Definir el valor de referencia igual que la concentración de hidrógeno del gas dereferencia elegido. Este valor está indicado en el certificado de análisis emitido para elgas. Definir también la unidad de referencia con la misma unidad utilizada para expresarla tasa de fuga o la fuga de referencia.
Ejemplo: El gas de referencia contiene 10 PPM de hidrógeno en aire sintético:

1- Definir el valor de referencia = 10
2- Definir la unidad de referencia = “PPM”

18

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

8

Sección de referencia

ES

Esta sección del instrucción de servicio contiene una explicación detallada e
información adicional que complementan el instrucción de servicio con toda la
información relevante.

8.1

Sistema de menús
El sistema de menús está diseñado como una estructura de árbol similar a la utilizada
en teléfonos móviles. El display muestra todos los niveles al desplazarse en los menús,para que el usuario pueda siempre ver exactamente dónde está.
Fig. 8-1. Mandos e indicadores de Sensistor ISH2000.

1

2

3

4

Para entrar en los menús, pulsar Menú (botón 4). Pulsar < y > (botón 2 y botón 3) paraelegir entre menús principales.
Si no se hace ningún ajuste en un menú o sus submenús dentro de 60 segundos, el
instrumento volverá al modo de detección/modo de análisis.

Funciones de botones
Las funciones de los botones pueden cambiar en diferentes menús. Leer siempre el
texto sobre los botones en el display para ver las funciones de los botones.
Todas las modificaciones de valores son válidas sólo cuando se guardan con el botón
Guardar (botón 4).
Usar el botón Invalidar (botón 1) para suprimir una modificación en un valor y volver alajuste anterior.
Usar el botón Esc (botón 1) para desplazarse hacia atrás en los menús hasta la posición
de inicio modo de detección/modo de análisis/modo combinado.
Para cambiar rápidamente desde el modo de detección al modo de análisis o viceversa,
pulsar el botón 4 tres veces seguidas.

8.2

Formato de ingeniería
Algunos parámetros del detector están escritos en formado de ingeniería. Este formato
puede representar una gran variedad de números, desde muy pequeños a muy
grandes.
Los ejemplos siguientes muestran el formato usado en el detector:

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

19

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

1.00E+01 = 1.00 x 101 = 10

ES

1.00E+00 = 1.00 x 100 = 1
1.25E-02 = 1.25 x 10-2 = 0.0125

8.3

Cambiar modo de prueba
Elegir el método de medición que se desea usar en el menú “Cambiar modo deprueba”. Hay tres métodos de prueba diferentes a elegir:•
Modo de análisis•
Modo de detección•
Modo combinado
Ver la sección “Referencia” para una descripción de las funciones.

8.4

Calibración

Calibrar
El instrumento se debe calibrar con la función de calibración integrada para asegurarque presenta los valores correctos en modo de análisis/modo combinado. Después de lacalibración, el instrumento mostrará los valores medidos correctos en el display. Los
parámetros de calibración se guardarán en la sonda.

Intervalos de calibración
La calibración es una parte natural de la medición de fugas y un factor importante enel aseguramiento de calidad. Es imposible especificar un requisito exacto para elintervalo entre las calibraciones, porque las aplicaciones para las que se usa el
instrumento pueden variar mucho.
Habrá algo de oxidación en el sensor de sonda, que reduce la sensibilidad si el sensor
de sonda:••

no es expuesto a gas durante un periodo largo oes expuesto a una concentración de gas muy pequeña (menos de 10 PPM) con
intervalos largos entre exposiciones.
Si el instrumento es expuesto a una concentración de gas muy grande por un periodo
largo, puede haber una cierta insensibilidad inmediatamente después. Esta saturación
puede dificultar la detección de fugas muy pequeñas. Por consiguiente, convertir enhábito la retirada de la sonda del punto de medición en cuanto se muestre el valor
medido. Así el detector tiene tiempo de recuperarse.

Sensibilidad demasiado baja para nivel de rechazo
El detector advertirá si la sensibilidad del sensor es demasiado baja para detectar deforma segura una fuga igual a la definida en el límite de nivel de rechazo. La
advertencia se puede ignorar y se actualiza la calibración y se configurará la salida
CAL_CONF.

¡Señal alta! ¡Controlar la referencia!
El detector advertirá si la señal de calibración es irrazonablemente alta. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, si se ha usado la mezcla de gas trazador del 5% en vez de el gas
de referencia adecuado o si la fuga de referencia tiene una fuga involuntaria extra. La

20

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

advertencia se puede ignorar y se actualiza la calibración y se configurará la salida
CAL_CONF.

ES

Indicador de estado del sensor
La barra indicadora se alarga cuando el sensor está detectando gas de referencia. Este
indicador se puede usar para una advertencia temprana, cuando es necesario cambiar
un sensor.
Fig. 8-2. Indicador de estado del sensor.

La longitud de la barra muestra el estado del sensor. La barra se acortará si el sensor ha
perdido parte de su sensibilidad. La escala del indicador no es lo suficientemente
precisa para indicar exactamente a qué longitud debe cambiarse el sensor. Se
aprenderá esto con la práctica con la aplicación propia. El instrumento también
indicará en texto cuándo la sensibilidad es demasiado baja. Ver también la sección
siguiente.

Mensajes de calibración
Tabla 8-1. Diferentes mensajes que se pueden presentar durante la calibración.
MensajeExplicación

Remedio

Exponer a ambiente...

Preparar la sonda para
calibración,
manteniéndola enambiente sin hidrógeno.

-

Detectando gas

Se detecta señal de gas.

Operación normal, sepuede interrumpir la
exposición a gas.

Repetir calibración

La calibración no estaba
dentro del 20% de laúltima.

Esperar 30 segundos ycalibrar de nuevo.

Calibración correcta

La calibración estaba
dentro de límites
aceptables.

Pulsar “Guardar” (botón4) para guardar lacalibración en lamemoria.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

21

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicioES

MensajeExplicación

RemedioSeñal de no hay gas oseñal inestable.

Se ha detectado señal deno hay gas o señal
inestable durante lacalibración.

Controlar la referencia.
La válvula de gas puede
estar cerrada.
Comprobar que la punta
de la sonda no está
obturada.

Señal cuando el gas dereferencia está cerrado.
Sólo ocurre para gas dereferencia.

Ambiente más alto que laconcentración de gas dereferencia. Mejorar laventilación.

Sensibilidad demasiado
baja para nivel derechazo

La sensibilidad del sensor
es demasiado baja paragarantizar una respuesta
correcta a un flujo oconcentración de gas
igual al nivel de rechazo.
La razón más probable es
que el sensor es
demasiado viejo.

Controlar la referencia.
La válvula de gas puede
estar cerrada.
Comprobar que la punta
de la sonda no está
obturada.
Controlar el ajuste delnivel de rechazo.
Cambiar el sensor si el
problema persiste.

¡Señal alta! ¡Controlar lareferencia!

La señal de referencia es
anormalmente alta.

Comprobar que la mezcla
de gas de referencia nose ha sustituido por
mezcla de gas trazador.
Controlar el estado de lareferencia.
Comprobar que lasconexiones de fuga dereferencia no tienen
fugas.

Nota: Si falla la calibración, se puede seguir usando el instrumento. Se usarán losúltimos parámetros de calibración válidos. Sin embargo, hay que comprobar que
el instrumento reacciona con la referencia.

Valor de referencia
La referencia usada debe tener una concentración o un flujo igual que o ligeramente
superior a lo que se quiere medir. Ver los ejemplos abajo para recomendaciones
específicas.
Ejemplo para gas de referencia:•••

El nivel de rechazo está ajustado a 8 PPM
Para una buena precisión, usar un gas de referencia con entre 5 y 400 ppm dehidrógeno.
8 PPM de hidrógeno en aire sintético dará resultados óptimos.

Ejemplo para fuga de referencia:

•
•
•

22

El nivel de rechazo de fugas está ajustado a 2.0E-4 atm. cc/s
Para una precisión óptima, usar una fuga de referencia dentro de 2.0E-4 - 2.0E-3
atm cc/s.
Una fuga de referencia calibrada a 2.0E-4 atm. cc/s dará la precisión óptima.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Unidad de referencia
La unidad de referencia se define en el menú Calibración. Seleccionar PPM, cc/s, cc/min,
SCCM, g/a, oz/yr, mbarl/s, mm3/min, Pa m3/s o Propia. Cuando se selecciona “Propia”, sepuede introducir cualquier unidad siempre que contenga un máximo de 12 caracteres.
La calibración puede hacerse con:••una concentración de hidrógeno conocida
una fuga de flujo conocida

Pueden usarse los caracteres siguientes: Letras Roman mayúsculas y minúsculas, loscaracteres y números 0 a 9, ü,ü, Å, Ä,Ö, å,ä,ö,%,/,(,), y - (guión).
Nota: El espacio (““) no se puede usar. La cadena de unidad de tasa de fuga se cortaráen el primer espacio encontrado. Ver “Formato de ingeniería” en la página 19.

Tiempo de calibración
El tiempo de calibración determina el tiempo durante el que el detector buscará una
señal de referencia antes de renunciar. Si el tiempo de calibración se ajusta a, por
ejemplo, 6 segundos, el detector registrará la señal máxima durante 6 segundos
después de que el operador (o el hardware externo) ordene una calibración.
Es muy importante que todos los retardos en exposición a gas, así como el tiempo dereacción, del sensor se tengan en cuenta al ajustar el tiempo de calibración. La
calibración no será correcta si la señal máxima llega después de terminar el tiempo decalibración.

Tiempo de calibración mínimo
Este parámetro ajusta el tiempo de calibración mínimo posible que se puede ajustar en elmenú Calibración. El predefinido es de 5 segundos.
El tiempo de calibración mínimo debe ajustarse para asegurar que se cumplen estos dos
requisitos:
1 El hidrógeno de la fuga de referencia o la tubería de gas debe llegar al sensor
antes de que finalice el tiempo de calibración.
2 El sensor debe tener tiempo de alcanzar su señal máxima antes de finalizar eltiempo de calibración.
Un ajuste demasiado bajo del tiempo de calibración mínimo tendrá estos efectos:•
La calibración fallará si el tiempo de calibración ajustado es demasiado bajo.
•
La calibración puede hacerse, pero ser incorrecta.
Un ajuste alto del tiempo de calibración mínimo tendrá estos efectos:•
La calibración tardará más de lo necesario.
•
El consumo de gas de calibración es mayor de lo necesario.
NOTA: La calibración correcta es un parámetro
esencial en las pruebas de calidad. Porconsiguiente, recomendamos prestar especial
atención a ajustar el tiempo de calibración mínimo
correcto. Esto impedirá que personas que
carecen de conocimientos detallados decalibración comprometan la calidad ajustando
un tiempo de calibración demasiado corto.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

23

ES

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicioES

Calibración protegida por contraseña
Si se desea, la calibración puede someterse a una contraseña general para impedir que
el operador calibre por equivocación. En tal caso, será necesario indicar una contraseña
para iniciar la rutina de calibración. La contraseña de protección de calibración seconfigura en el menú “Configuración general”. Tener en cuenta que también se debe
definir una contraseña. El instrumento se entrega sin contraseña predefinida.

8.5

Configuración del modo de detección
En modo de detección, la señal se presenta en forma de una barra. La longitud de labarra varía con la concentración de gas.

Para detectar fugas
Si sólo se quiere detectar la presencia de una fuga (averiguar si hay o no hay una fuga),usar el modo de detección. La definición de fuga o no fuga será simplemente: “unafuga es tal si puede ser detectada por el detector ajustado a una sensibilidad
específica”.

24

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Para preparar:ES

La operación en modo de detección no es cuantitativa. No se dan cifras, pero la señal
sigue aumentando y disminuyendo con la concentración de gas. Por lo tanto no es
necesaria una calibración como tal, sino más bien un ajuste de la sensibilidad al nivel
necesario.
Un procedimiento de preparación típico para el modo de detección es:•
Definir una fuga de referencia que corresponda a la fuga más pequeña que sedesea detectar.
•
Poner la sonda cerca de la fuga de referencia y anotar aproximadamente lareacción obtenida (sin reacción, pequeña, mediana, alta, plena escala) dentro delos primeros pocos segundos.
•
Ajustar la sensibilidad. Esto puede hacerse permanentemente en el menú Modo dedetección o temporalmente como un ajuste de sensibilidad directo en el display (amenos que se haya desactivado esta función en el menú de configuración desensibilidad. Hay también una función de alcance automático que se puede
seleccionar en el menú Configuración de modo de detección).
Si el ajuste de sensibilidad es muy alto, la línea base puede tener una inestabilidad
irritante.
Nota: Si se usa el modo de detección y se necesita que la función de alarma se active a

un determinado nivel calibrado, hay que calibrar la unidad. La razón de ello es
que la alarma se basa inmediatamente en el modo de análisis cuando se muestra
el modo de detección, debido a imprecisiones en la señal del modo de detección.

Para localizar fugas
E modo de detección es semicuantitativo; es decir, que genera una señal acústica yvisual que aumenta cuando la sonda se acerca a una fuga (una mayor concentración degas) y disminuye cuando se aparta la sonda de la fuga. No muestra cifras.
En este modo de operación, se pueden detectar fugas fácilmente usando una
sensibilidad predefinida. Es posible localizar fugas con gran precisión, incluso cuando
hay otras fugas cerca.
Por ejemplo: si se está intentando localizar una fuga en una tubería de condensador de
refrigerador y ésta tiene una fuga grande, se obtendrá una señal acústica en cuanto la
sonda se ponga cerca de la tubería de condensador. Al mover la sonda alrededor delcondensador, la señal aumentará cuando la sonda se acerque a la fuga. Si la señal sesale de escala, reducir el ajuste de sensibilidad para devolverla a la escala. Usando elajuste de sensibilidad de esta forma se podrá localizar fugas múltiples cercanas entre sí.
No exponer la sonda a más gas del necesario porque se saturará lentamente con eltiempo. Es una práctica recomendable detectar una fuga, localizarla y apartar
inmediatamente la sonda para que no se sature. La sonda no se daña por la exposición,
pero se recuperará más lentamente. Después de una exposición excesiva, será menos
sensible durante un tiempo corto.

Compensación de ambiente
Siempre hay algo de hidrógeno en el ambiente. En aire fresco, esta concentración es
muy baja; de 0,5 ppm (partes por millón).
Sensistor ISH2000 se autoajusta activamente al ambiente. Esto se hace
automáticamente al activar y, luego, el instrumento se adapta lentamente a
variaciones lentas en la concentración ambiental. Ajustando lentamente (minutos) se
evita confundir una fuga con un aumento ambiental y viceversa. Por lo tanto, sedetectará una subida súbita en la concentración ambiental. Sin embargo, si la
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

25

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

concentración permanece constante, será cancelada gradualmente en un periodo devarios minutos.

ES

Por ejemplo: si la concentración ambiental por algún motivo sube a 10 ppm H2, eldetector generará una señal correspondiente que descenderá a cero muy lentamente.
Si luego se expone la sonda a una fuga que produce un aumento ulterior de 10 ppm
H2, el detector generará esencialmente la misma señal que si no hubiera concentración
ambiental.

Sensibilidad
Sensibilidad de señal acústica y barra de señal en modo de detección.

Nota: Esto no afecta al modo de análisis.

Alcance automático
Configurar este parámetro en ACTIVADO para alcance automático de la sensibilidad enmodo de detección. La sensibilidad se reducirá dos pasos si la señal alcanza plena escala.
La sensibilidad se restablece a la sensibilidad seleccionada (Ver “Para localizar fugas” enla página 25) cuando la señal vuelve a cero.

Ajuste directo de la sensibilidad
Si se configura este parámetro en DESACTIVADO, se eliminará el ajuste de sensibilidad
del display de modo de detección. Sigue siendo posible ajustar la sensibilidad en el menú
Configuración de sensibilidad después de indicar contraseña (si está definida).
Nota: El ajuste de sensibilidad sólo afecta al modo de detección.

Umbral de audio
Permite reducir el sonido a un nivel definido en el modo de detección. El nivel es un %de la barra de detección plena.

Indicador de rechazo
Permite mostrar (no mostrar) la indicación de rechazo en el modo de detección.

Impulso de audio preparado
Pone el sonido en espera en un tono silencioso o pulsante.

8.6

Modo de análisis
En modo de análisis, el valor medido se presenta en cifras. La unidad predefinida es
PPM, pero es posible elegir otras unidades, Ver “Parámetros predefinidos” en lapágina 44.

Para analizar fugas
El modo de análisis se usa para medir el tamaño de una fuga (o la concentración de una
muestra de gas). Para poder hacer esta medición y obtener valores correctos, hay que
calibrar primero el instrumento con la función de calibración.
En el modo de análisis, el detector determina la concentración de gas desde el cambio,
cuando la sonda pasa de estar expuesta al ambiente a ser expuesta a una determinada
concentración de gas. El detector no monitoriza continuamente la concentración degas, sino que en cambio sólo hace una lectura. Otra denominación alternativa
26

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

adecuada para este modo podría ser “modo de muestreo”. Es importante recordar esto
cuando se usa el detector en este modo.
En el modo de análisis, se debe mover la sonda directamente desde la situación
ambiental hasta el punto de prueba. El tamaño de la fuga en PPM o cualquier otra
unidad seleccionada se muestra en el display. La sonda se puede y debe quitar delpunto de medición porque el valor medido permanece en el display.
El tiempo de presentación del valor medido se puede ajustar en el menú
“Configuración del display”.

Nivel de rechazonivel umbral para decisiones de rechazo. Cuando este nivel ha pasado el rechazo, se
indicará con señales acústicas y de LED de rechazo en el bus APC alto.
Nota: La frecuencia de la señal acústica en modo de análisis es controlada por el Nivel derechazo. Una señal igual al Nivel de rechazo generará siempre la misma frecuencia

de audio, independientemente de la intensidad de la señal actual.

Valor de correlación
El valor de correlación se usa cuando es necesario corregir la relación entre la señal deldetector y el número presentado. Esto puede ser necesario cuando se desea presentar
una unidad de tasa de fuga distinta a la calibrada.

Unidad de análisis
La unidad de análisis es una cadena de texto con un máximo de 12 caracteres. No seutiliza en ningún cálculo.
Pueden usarse estos caracteres: letras inglesas mayúsculas y minúsculas, los números 0 a
9, Å, Ä, Ö, å, ä, ö, %, /, y -. El espacio (““) no se puede usar. La cadena se cortará en el
primer espacio encontrado.

Análisis multipunto
Resumen del resultado de análisis. Se puede elegir un número de mediciones fijo ovariable con un máximo de 25 puntos de medición. El instrumento debe estar en modode análisis o en modo combinado para que se active esta función. Cambiar a la funciónde modo para sonda de mano; sin embargo, APC se desactiva con el análisis
multipunto.

Para usar análisis multipunto
Si se usa un número fijo de puntos de medición, medir con este procedimiento:
1. Pulsar el botón de la sonda para iniciar la primera medición.
2. Poner la sonda en el lugar de medición mientras se mueve el corchete. El
instrumento registra los resultados.
3. Puede ser necesario esperar hasta hacer la siguiente medición. El instrumento indica
Esperar.
4. Repetir el procedimiento para el siguiente punto de medición.
Después de hacer todas las mediciones, se muestra la suma de todas las fugas. Si lasuma de todas las fugas es mayor o igual que el nivel de rechazo, se muestra“RECHAZAR”. Si la suma de todas las fugas es menor que el nivel de rechazo, semuestra “ACEPTAR”. Si la suma de todas las fugas es mayor que el nivel de rechazoantes de hacerse todas las mediciones, se muestra “RECHAZAR”.
Usar < > para ver mediciones individuales.
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

27

ES

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Para iniciar una nueva acción de medición o detener una medición en curso, mantener
pulsado el botón de sonda unos instantes.

ES

Es posible medir o buscar (en modo combinado) una fuga sin registrar la medición. El
valor de medición sólo se registra si se mueve el corchete (tiempo de análisis
multipunto).
Si se selecciona un número dinámico de puntos de medición, medir con este
procedimiento:
1. Pulsar el botón de la sonda para iniciar la primera medición.
2. Poner la sonda cerca del punto de medición mientras se mueven los corchetes(tiempo de análisis multipunto).
3. Puede ser necesario esperar hasta hacer la siguiente medición. El instrumento indica
Esperar.
4. Repetir el procedimiento para el siguiente punto de medición.
5. Para resumir todas las mediciones, mantener pulsado el botón de sonda unos
instantes.

Tiempo de análisis multipunto
Ajustar el tiempo para cada medición.

Tiempo de presentación mínimo
Los valores de señal en modo de análisis nunca se presentarán por un periodo inferior aeste tiempo. Sin embargo, los valores siempre se presentan hasta que se ha recuperado
la señal. El valor predefinido es 1 segundo, pero pueden usarse valores entre 0 y 120
segundos.

Umbral de display
Oculta todas las mediciones inferiores a un % definido de nivel de rechazo.

Umbral de audio
El instrumento permanece silencioso durante un % definido de nivel de rechazo.

Indicaciones de rechazo
Hay tres opciones de indicaciones de nivel de rechazo, excepto la indicación con LED:•
Pantalla intermitente•
Señal de audio truncada•
Combinación de las indicaciones 1 y 2.

Mostrar nivel de rechazo
Muestra el valor del nivel de rechazo en el display.

Impulso de audio preparado
Pone el sonido en espera en un tono silencioso o pulsante.

8.7

Configuración de APC
APC es el acrónimo de Active Probe Control (control de sonda activa). La función APC seusa para controlar una sonda activa que tiene alarma integrada, válvulas o bombas

28

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

mediante el puerto de control de sonda. Diferentes sondas requieren diferentes
controles. Por consiguiente es posible descargar diferentes rutinas de control para elinstrumento desde un PC.

ES

Es posible adaptar la forma de medir ajustando los temporizadores y el nivel de purga.

Tipo de sonda
Seleccionar la sonda conectada. Elegir entre “Sonda de mano” y otro controlador desonda instalado desde el disco entregado con la sonda activa (si se ha pedido).

Tiempo de APC A-D
Temporizador ajustable usado por el sistema APC. Seleccionar un temporizador APC ypulsar “Intro” para mostrar el uso específico de este temporizador. El temporizador de
APC se puede usar para propósitos generales en un programa de APC particularizado.

Nivel de purga
Nivel de señal que controla los activadores Purge_Level APC. Las sondas estándar que
son compatibles con muestreo activo usan el Nivel de purga para la interrupción rápida
de muestreo que genera señales altas de gas.
Ajustando el nivel de purga igual o justo mayor que el nivel de rechazo se obtienen lostiempos de ciclo más rápidos posibles para tales sondas.
La purga rápida también fomenta la repetibilidad de señal.
Nota: El nivel de purga interrumpe el muestreo activo de sondas APC. Esto significa quelas señales más altas serán subestimadas porque el sensor es purgado antes deque se haya desarrollado la señal plena. .

Restablecer señal
Restablecer el nivel de sensor en modo de análisis y modo de detección.

8.8

Configuración del display
En esta sección se explican los diferentes ajustes del display de Sensistor ISH2000.

Contraste
Nivel de contraste del display. A mayor valor, más contraste. Puede ser necesario ajustar
el contraste si cambia la temperatura ambiente.

BrilloBrillo de la lámpara del display. Un valor de brillo bajo ahorra energía y alarga la
durabilidad de la lámpara.

Invertir colores
Cambiar de negro a blanco y de blanco a negro. Útil en entornos oscuros paramantener una legibilidad alta.

Tiempo de espera salvapantallas
La lámpara del display se atenuará a medio brillo si el instrumento no se usa durante
un número de minutos definido por este parámetro. El tiempo de espera salvapantallas
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

29

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

es ajustable entre 1 y 60 minutos. La función se desactiva si se pone en OFF. La lámparadel display recuperará el brillo definido si se pulsa un botón del display, si se detecta
una señal de gas o si se detecta un error del instrumento.

ES

8.9

Configuración general
En esta sección se explican los ajustes generales de Sensistor ISH2000.

IdiomaLa interfaz de usuario de Sensistor ISH2000 contiene estos idiomas:•
Inglés•Francés
•Alemán•Italiano•
Español•
Sueco

Botón de medir/imprimir
Configurando este parámetro como ACTIVADO, se muestra Medir o Imprimir sobre elbotón 1. Medir se mostrará para una sonda APC e Imprimir para una sonda de mano.
Pulsando Medir se iniciará un ciclo de muestreo. Pulsando Imprimir se enviarán losvalores desde la sonda de mano al puerto de impresora.

Botón de sonda
Se usa para configurar las diferentes funciones con el botón de sonda. Estas funciones
son:
•
•
•
•

Modo de cambio para cambiar entre modo de análisis y modo de detección.
Detección cero, señal entrante en modo de análisis y modo de detección.
Medir/imprimir puede usarse para iniciar ciclos de muestreo o enviar los valores
desde la medición con sonda de mano al puerto de impresora.
Lámpara de sonda se usa para encender y apagar la lámpara de la sonda.

Lámpara de sonda
Permite usar la lámpara de sonda aunque esté elegida la otra función de botón desonda.

Cambiar contraseña
La contraseña de usuario es una cadena de texto (máximo 12 caracteres alfanuméricos)
usada para bloquear parámetros críticos. Si se define la contraseña con una cadenavacía (sin caracteres), no será necesaria contraseña para modificar los parámetros
críticos. El ajuste predefinido es sin contraseña (“”).
Contactar con INFICON AB si se ha perdido la contraseña de usuario. Si el parámetro
calibración protegida por contraseña está ACTIVADO, se pedirá una contraseña al iniciar
una calibración.
Nota: Si se define calibración protegida por contraseña con ACTIVADO, no tendrá efecto sino hay una contraseña definida.
Nota: La calibración controlada por APC se puede iniciar desde el bus en ambos casos.

30

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Frecuencia base de audio

ES

Ajusta el tono de frecuencia base de audio más bajo en análisis y en modo dedetección.

Ajuste de reloj
Tiempo real ajustado como hh:mm:ss. Las horas y minutos se pueden ajustar. Los
segundos se ajustarán automáticamente a 00 cuando se hayan ajustado las horas y
minutos. El reloj funciona aunque el detector esté desconectado de la fuente dealimentación.

Ajuste de fecha
Fecha de reloj en tiempo real ajustada como AA-MM-DD. El reloj funciona aunque el
detector esté desconectado de la fuente de alimentación.

Puerto de impresora
Sensistor ISH2000 tiene un puerto de impresora serial (RS232). Ver “Puerto deimpresora” en la página 36.

Información
Contiene información sobre versiones de software, número de serie y datos decontacto en Internet.

8.10 Configuración de servicio
Se llega al modo de servicio activando el instrumento, manteniendo al mismo tiempo
pulsado el botón derecho en el panel. Después de activar aparecerá un nuevo menú
principal llamado “Configuración de servicio”.

Mostrar contraseña
Muestra la contraseña elegida, en caso de que el usuario la haya olvidado. Contactar
con INFICON AB para pedir el envío del código. Ver la dirección de web en la sección“Información”.

Restablecimiento del sistema de sonda
Restablece todos los parámetros de la sonda a los ajustes predefinidos. Contactar con
INFICON AB para pedir el envío del código. Ver la dirección de web en la sección“Información”.

Restablecimiento del sistema
Restablece todos los parámetros a los ajustes predefinidos. Contactar con INFICON AB
para pedir el envío del código. Ver la dirección de web en la sección “Información”.

Nivel de señal de detector
El nivel de señal de detector es el nivel por debajo del cual se considera que el sensor seha recuperado de la última señal de gas. Determina cuando se activará la salida
DET_SIGNAL. Esta señal se puede usar para bloquear el inicio de una calibración o unnuevo ciclo de prueba en probadores semiautomáticos y totalmente automáticos.
Si DET_SIGNAL es alta, significa que el sensor ha detectado hidrógeno y todavía no se
ha recuperado.
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

31Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Nivel de señal de detector se puede ajustar en el menú Configuración de servicio. Se puedeaumentar el nivel de señal de detector si hay muchas señales perturbadoras pequeñas.
Un ajuste alto del nivel de señal de detector proporciona una mejor tolerancia a señales
de gas “ruidosas” a costa de la precisión. un ajuste bajo proporciona la mejor precisión,
pero una tolerancia más baja a señales de gas “ruidosas”. El nivel de señal de detector se
ajusta como 1 a 100% del nivel de rechazo. El predefinido es 20%.

ES

NOTA: El aumento del nivel de señal de detector puede perjudicar la precisión.

Nivel de activador
Ajuste de límite superior para mantenimiento de máximo en modo de análisis.

Tiempo de calibración mínimo
Ajuste inferior para el temporizador que se usa durante la calibración. Contactar con
INFICON AB para pedir el envío del código. Ver la dirección de web en la sección“Información”.

Modo de batería
Selección de voltaje de batería. Sólo se usa para adaptar software para el modelo debatería.

Número de dígitos significativos
Hay diversos números significativos en modo de análisis y modo combinado. Se usa
cuando es necesaria una medición más exacta. Es necesario un buen control delambiente y la calibración. Contactar con INFICON AB para pedir el envío del código. Ver
la dirección de web en la sección “Información”.

Modo de depuración
Este modo se usa durante el servicio y el desarrollo de software.

Modo de servicio
Este modo contiene información útil para analizar el sensor de gas. Si el instrumento se
activa en modo de servicio, es posible llegar al modo de servicio de APC. En el modo deservicio de APC hay información útil para controlar temporizadores, E/S en el puerto decontrol de sonda, etc.

8.11 Modo combinado
En el modo combinado, la barra y el sonido del modo de detección están combinados conlas cifras del modo de análisis. Ello significa que se presenta simultáneamente la señal
como una barra y el valor medido en cifras.
El sonido del altavoz sigue la señal del modo de detección.
Nota: Después de restablecerse el sistema, el modo predefinido es el modo combinado.

Cuando se ha localizado una fuga, se puede medir su tamaño de esta forma:
1. Apartar la sonda de la fuga.
2. Esperar a que aparezca “0.0” en el display.
3. Colocar la punta de la sonda en la fuga.

32

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

8.12 Sonda

ES

La sonda de mano P50 es una sonda no olfateante. El gas es analizado en un sensor
situado en la punta de la sonda. La sonda tiene un botón de función, lámparas
indicadoras y luz. La sonda también está disponible con un cuello flexible.
Durante la operación, la temperatura en la punta de la sonda es de 50 ºC.
Nota: Existe una variedad de sondas diferentes que se pueden conectar a Sensistor

ISH2000. Al usar una sonda activa, consultar el instrucción de servicio de lamisma.

Cambio de la sonda
Después de colocar una sonda, Sensistor ISH2000 necesita estabilizarse y hay queesperar a que parpadee el LED verde. Si esto no ocurre, hay un fallo en el cable o en el
sensor de hidrógeno en el interior de la sonda es defectuoso.
Cuando finaliza el tiempo de estabilización, el LED verde debe permanecer encendido.
Antes de usar el Sensistor ISH2000 hay que calibrar el instrumento. Repetir lacalibración después de una hora para conseguir la mayor precisión.

Cambio de la punta de la sonda
La punta de la sonda se puede cambiar y está fijada con una tuerca de unión. La tuerca
de unión sella contra contacto con humedad. En caso de inseguridad sobre el cambio
de la punta de la sonda, se recomienda enviarla a un centro de servicio autorizado.
Procedimiento para cambiar la punta de la sonda:
1. Desactivar el instrumento.
2. Aflojar la tuerca de seguridad con la herramienta adecuda de INFICON AB o con una
llave de 10 mm.
3. Quitar la punta a mano. La junta tórica genera algo de fricción.
4. Sacar el sensor tirando recto hacia fuera.
5. Montar un sensor nuevo. Assurez-vous de son positionnement correct.
6. Observar el área de contacto entre el tubo de la sonda y el sensor. Deben estar en
contacto.
7. Montar la tuerca de unión.
8. Apretar la tuerca con una herramienta adecuada.

8.13 Puerto de control de sonda
Sensistor ISH2000 tiene un puerto de control de sonda paralelo. Este puerto de control desonda se puede usar para controla sondas activas, alimentar señales de estatus a unsistema informático supervisor, y para control de aparatos de prueba sencillos.
¡PRECAUCIÓN!

El puerto de control de sonda (tipo D de
25clavijas) situado en la parte trasera delinstrumento no es un puerto de ordenador oimpresora. La conexión de una impresora ocualquier otro aparato informático puede causar
averías permanentes al aparato conectado.
Nota: El modelo a batería Sensistor ISH2000C no tiene puerto de control de sonda.

La configuración de clavijas para los diferentes modelos de detector se describe en“Especificaciones únicas de modelo”, abajo.
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

33

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Ver “Especificaciones de Sensistor ISH2000” en la página 47 para especificación
eléctrica.

ES

Ver “Estatus de pautas de señal” en la página 34 para pautas de señal.

Conector de puerto de control de sonda
El conector del puerto de control es un conector hembra D-sub de 25 clavijas. Ver latabla 8-2 para la configuración de clavijas.
Tabla 8-2. Configuración de clavijas.
Clavija

Tipo

Nombre de la señal

1

-

GND

2

-

GND

3

-

GND

4

IN

IN_0

5

IN

IN_1

6

IN

IN_2

7

IN

IN_3

8

IN

IN_4

9

OUT

CAL_CONF

10

OUT

OUT_6

11

-

GND

12

-

GND

13

-

GND

14

OUT

DET_ERROR

15

OUT

LEAK_OUT

16

OUT

DET_ON

17

OUT

DET_SIGNAL

18

OUT

DET_WAIT

19

OUT

OUT_0

20

OUT

OUT_1

21

OUT

OUT_2

22

OUT

OUT_3

23

OUT

OUT_4

24

OUT

OUT_5

25

OUT

24 VDC OUT

Estatus de pautas de señal
Tabla 8-3. Señales de estatus para las clavijas 14 - 18 (ver “Configuración de clavijas.” enla página 34).

34

Señal

Función

DET_SIGNAL

Gas detectado / Sensor no recuperado.
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

Señal

Función

DET_WAIT

Alta durante el calentamiento.

DET_ON

Alta cuando el detector está activado.

LEAK_ALARM

Detectada fuga sobre el nivel de rechazo.

DET_ERROR

Alta si hay rotura de la sonda, el sensor oel cable.

DET_ERROR se pondrá alta brevemente (1-5 segundos) cuando se activa el detector. Se
pondrá baja cuando se haya controlado el sensor.
En la operación normal, DET_ERROR = HIGH significa que hay un problema con elsensor, la sonda o el cable.
DET_WAIT está alta cuando el instrumento está en modo de calentamiento después deconectar la corriente. El instrumento también se pondrá en modo de calentamiento si
hay un fallo temporal en el sensor o en la conexión del mismo.
La temporización de las señales de estatus en relación con diferentes eventos queda
descrita por estos dos ejemplos:
Ejemplo: Las señales de entrada emitidas para controlar el sistema APC deben tener una
longitud de impulso de como mínimo 40 ms.
Ejemplo: Señales de salida con una duración de ciclo de 20 ms (0,02 s). Ésta es laduración de ciclo del sistema APC.
Nota: No es válida para la versión a batería de Sensistor ISH2000.
Después del encendido

Fig. 8-3. Señales de estatus después del encendido.
ApagadoEncendido

Calentamiento

Modo de detección oanálisis. No se ha

DET_ERROR
DET_ON
DET_WAITDET_SIGNAL
LEAK_OUT

Cuando se detecta una señal de gas

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

35

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Fig. 8-4. Señales de estatus cuando se detecta una señal de gas.

ES

Señal de gas
Nivel de purga
Nivel de rechazo
Nivel de señal de
0 PPM
DET_SIGNAL
LEAK_OUTPURGE_LEVEL
Activador (APC)

8.14 Puerto de impresora
Sensistor ISH2000 tiene un puerto de impresora serial. Éste es el conector tipo D de 9
clavijas. Se usa para conectar impresora, para comandos RS232 y para instalar
controladores de APC.
NOTA:

Desconectar siempre la corriente antes dedesconectar o conectar cualquier cable.

Configuración de clavijas de conector
El puerto de impresora es un D-sub macho estándar de 9 clavijas. El cable de conexión
es un cable de transferencia de archivos estándar de 9 clavijas (cable de módem nulo).
Para la configuración de clavijas, ver la tabla 8-4.
Tabla 8-4. Configuración de clavijas del puerto de impresora.
Clavija

Señal

Observaciones

1

(DCD)

No se usa

2

RD

Datos recibidos

3

TD

Datos transmitidos

4

(DTR)

No se usa

5SG

Masa de señal

6

(DSR)

No se usa

7

(RTS)

No se usa

8

(CTS)

No se usa

9(CE)

No se usa

Sólo se usa la clavija 2 (datos recibidos), la clavija 3 (datos transmitidos) y la clavija 5(masa de señal). Para el esquema de conexiones, ver la figura 8-5.

36

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

CD 1
RxD 2
TxD 3
DTR 4
SG 5
DSR 6
RTS 7
CTS 8
R1 9

1 CD
2 RxD
3 TxD
4 DTR
5 SG
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 R1

ES

D9 Female

D9 FemaleFig. 8-5. Esquema de conexiones de cable de módem D9 nulo

Tipos de impresora seleccionables
Se puede conectar al puerto de impresora de 9 clavijas la mayoría de impresoras de PC
con interfaz serial. Es posible usar una impresora de interfaz paralela (Centronics) si seconecta mediante un convertidor de serial a paralelo.
El puerto se puede configurar para estos tipos de impresora: Impresora de PC y volcado
de datos.
No impresora

Salida de impresora inhabilitada. Comunicación entrante habilitada. Sensistor ISH2000
está atenta a datos entrantes pero no imprime/envía resultados de pruebas.
Impresora de PC (con interfaz serial)

La opción impresora de PC se puede usar para imprimir datos en la mayoría deimpresoras de PC estándar con interfaz serial. Es posible usar impresoras de interfaz
paralela si se conectan mediante un convertidor de serial a paralelo (ver abajo).
Nota: El formato de salida se ha elegido lo más simple posible para garantizar que lamayoría de impresoras lo aceptarán. Por consiguiente, la salida de impresora no
usa ningún control de flujo. Esto significa que algunas impresoras pueden
retardar la impresión hasta que el búfer de entrada esté lleno o haya transcurrido
un tiempo de espera predefinido.
Tabla 8-5. Especificaciones de comunicación.
AjusteValor

Velocidad de flujo dedatos

1.200 baudios

Bits de datos

8

Bits de parada

1

ParidadNinguna

Control de flujo

NingunoNota: Debido a la gran variedad de impresoras existentes en el mercado, INFICON no se

responsabiliza por el funcionamiento de un tipo de impresora determinado.
Datos impresos

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

37

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

El detector puede imprimir la información siguiente:
1 Fecha y hora de encendido del detector.
2 Hora de impresión.
3 Valor de todas las señales de gas superiores al nivel de rechazo.
4 Resultado de prueba: “Aceptar” o “Rechazar”.
5 Valor de señal.
6 Resultado de calibración: “Correcto” o “Calibración no guardada”, Fecha y hora,
Configuración de parámetros.

ES

La impresión del valor actual también se puede pedir con un comando RS232 (Ver
“Configuración de clavijas de conector” en la página 36) u ordenarse manualmente
pulsando IMPRIMIR.
Tabla 8-6. El tipo de sonda determina la información que se imprime.
Tipo de sonda

Datos impresos

Sonda de mano P50

1, 2, 3, 4, 6

Sonda de mano contra flujo AP57

1, 2, 3, 4, 6

Sonda de mano olfateante AP55

1, 2, 4, 5, 6

Unidades de muestreo AP29eco, AP33

1, 2, 4, 5, 6

Salida de datos de análisis

la opción salida de datos de análisis se usa para transferir resultados de prueba a unsistema informático supervisor como, por ejemplo, un sistema de controlador lógico
programable (PLC).
Tabla 8-7. Especificaciones de comunicación.
AjusteValor

Velocidad de flujo dedatos

9600 baudios

Bits de datos

8

Bits de parada

1

ParidadNingunoControl de flujo

NingunoEl formato de datos para salida de datos de análisis consta de nueve caracteres ASCII.
Siete caracteres muestran el valor en formato de ingeniería (Ver “Formato deingeniería” en la página 19), un carácter muestra el resultado de la prueba, y un
carácter muestra la alimentación de línea (LF).
Tabla 8-8. El carácter que indica el resultado de la prueba es uno de los siguientes.

38

Carácter

Resultado de la prueba

A

Aceptar. La prueba anterior estaba por debajo del límite denivel de rechazo.

R

Rechazar. La prueba anterior estaba por encima del límite
de nivel de rechazo.

P

Rechazado por purga. La prueba anterior estaba por
encima del límite de purga (y el límite de nivel de rechazo).

C

Calibración aprobada. El ciclo anterior era calibración. La
calibración fue aprobada.
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Carácter

Resultado de la prueba

F

Calibración fallida. El ciclo anterior era calibración.

E

Prueba interrumpida por “Error” producido durante ciclo(error de sonda o sensor, etc.).

ES

Ejemplo: 2.5E-04R (LF)

Este ejemplo es una alimentación de línea (LF). R significa que la prueba estaba por
encima del límite de nivel de rechazo y el valor era 2.5E-04.
Para sondas pasivas (por ejemplo, P50 y AP57*) se imprimen datos cuando se detecta
una señal por encima del nivel de rechazo o cuando se pulsa el botón de imprimir.
Activar esta función en el menú Botón de medición.
Para sondas activas AP29 se imprimen datos al final de una secuencia de medición.
La impresión del valor actual también se puede pedir con un comando RS232 uordenarse manualmente pulsando IMPRIMIR. Ver “Configuración de clavijas deconector” en la página 36.
* Ajuste de programa APC propio. El banderín MEAS imprime como AP55/AP29eco, yun programa APC sin banderín MEAS imprime como P50.
Salida de datos de detección

La opción salida de datos de detección se usa para escaneo automatizado de uniones
soldadas, etc.
Nota: Los datos de detección se expresan como unidades arbitrarias. ¡La calibración noafecta a la señal de modo de detección!
Tabla 8-9. Especificaciones de comunicación.
AjusteValor

Velocidad de flujo dedatos

9600 baudios

Bits de datos

8

Bits de parada

1

ParidadNingunoControl de flujo

NingunoEl formato de datos para salida de datos de detección consta de diez caracteres ASCII.
Nueve caracteres muestran el valor en formato de ingeniería (Ver “Formato deingeniería” en la página 19), y un carácter muestra la alimentación de línea (LF).
El tiempo de impresión es de 50 Hz de datos de acceso continuo.
Nota: La velocidad de flujo de datos es de 25 Hz cuando Sensistor ISH2000 opera en
modo de display de servicio.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

39

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

Comunicación serial RS232
Las funciones de Sensistor ISH2000 de uso más común se pueden iniciar/configurar porla interfaz RS232.
Tabla 8-10. Comunicación RS232 especificaciones.
AjusteNo impresora

Impresora de PC

Salida de datos

Velocidad de flujo dedatos

115.200 baudios

1.200 baudios

9.600 baudios

Bits de datos

8

8

8

Bits de parada

1

1

1

ParidadNinguna

NingunoNingunoControl de flujo

NingunoNingunoNingunoComandos de interfaz RS232

Tabla 8-11. Funciones de uso común
ComandoEncabezado

Calibrar

K

Medir

M

Solicitar impresión

N

Parar medición

Q

Sonda de manoR

Sonda activa (AP instalada)

S

Modo de análisis

X

Modo de detección

Z

Modo combinado

Y

K = Solicitud de calibración

Inicia la calibración si Sensistor ISH2000 tiene instalado un controlador de sonda activa.
Sensistor ISH2000 responde con una “K” si se detecta un controlador con una rutina decalibración, y con “F” si no se encuentra una secuencia ACP de calibración. La
calibración no empieza si se alcanza el nivel de purga.
M = Solicitar medición

Empieza el ciclo de prueba activa definido por el controlador de APC. Se presenta “M”
si el controlador seleccionado es compatible con prueba activa. De otro modo, sepresenta “F” (fallido).
N = Solicitar impresión

Presenta el valor de análisis actual.
Q = Poner APC en espera (detener una medición)

Presenta una “Q”.
R = Activa la sonda 0 (controlador de P50 integrado)

Presenta una “R”.
S = Activa la sonda 1 (controlador de sonda instalado)

Presenta una “S”.
X = Cambiar estado a “Modo de análisis”
40

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

No presenta nada.

ES

Z = Cambiar estado a “Modo de detección”

No presenta nada.
Y = Cambiar estado a “Modo combinado”

No presenta nada.
Parámetros utilizables.

Tabla 8-12. Es posible descargar los siguientes parámetros en Sensistor ISH2000 enmodo de análisis y modo de detección.
Parámetro

Encabezado

Datos

Nivel de rechazoAn.nnE+nn

Valor de correlaciónBn.nnE+nn

Unidad de análisis

C

Cadena de texto (máx. 12 caracteres)

Unidad de análisis

CUx

x=1 a 8, 1=PPM, 2=CC/S hasta 8

Temporizador A

D

nnn*

Temporizador B

E

nnn*

Temporizador C

F

nnn*

Temporizador D

G

nnn*

Nivel de purgaHn.nnE+nn

Valor de referencia

I

n.nnE+nn

Unidad de referencia

J

Cadena de texto (máx. 12 caracteres)

Unidad de referencia (configuración deprograma)

JUx

x=1 a 8, 1=PPM, 2=CC/S hasta 8* se indica como entero en décimas de segundos, 1= 0.1s, 100 = 10s, 60000= 6000s
Transferencia de parámetros

Enviar parámetros de uno en uno. Primero enviar el encabezado específico (porejemplo, “A”), esperar a que la unidad de transmisor de RS232 haya enviado los datos(aproximadamente 20 ms) y enviarlos datos (por ejemplo, “1.00E+01”). La cadena dedatos debe terminar con un carácter de tecla de retorno, cár. 13 (dec).
Ejemplo: “CPPM” o “C PPM”, tecla de retorno (cár. 13). Esto pone la unidad nivel derechazo en “PPM”.

Los parámetros se pueden enviar en cualquier orden:•
Si los datos enviados han sido recibidos y son correctos, Sensistor ISH2000 los repite(devuelve) inmediatamente.
•
Si se envía un encabezado inexistente, no se recibirá ninguna respuesta.
•
Si no se pudo convertir los datos en Sensistor ISH2000, se recibirá la cadena “CoEr”,(error de conversión).
Nota: El encabezado debe escribirse con mayúsculas.

Instalación de controlador de APC
Los controladores de APC se instalan en el detector desde un PC. Todas las sondas
activas necesitan tener un controlador instalado para funcionar.
Nota: El modelo a batería Sensistor ISH2000 no tiene función de APC.
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

41

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Elementos necesarios para instalar controladores:•
Software de controlador de APC. (Entregado con la sonda.)•
Cable para transferencia de archivos. (Entregado con la sonda.)•
Ordenador PC con Windows 95 o versión posterior.

ES

8.15 Instalación de Sensistor ISH2000P
El modelo de montaje en panel se puede instalar en un panel de operador o en
cualquier otra superficie plana del probador de fugas. La entrega del detector incluye
soportes de montaje y una junta de goma para panel. Ver la figura 8-6.
¡PRECAUCIÓN!
Es preferible montar el detector en una superficie
vertical. Se desaconseja una inclinación superior a 30
grados. Con más inclinación, la circulación de aire es
deficiente y aumenta la temperatura en el interior deldetector. Ello reducirá el contraste del display y la
durabilidad de la lámpara y los circuitos electrónicos.

NOTA:

Después de instalar, comprobar que latemperatura ambiente es inferior a 50 ºC.
Fig. 8-6. Corte del panel Dimensiones.
Espacio libre

Sensistor ISH2000P
Espacio libre

127 mm (5262 mm (10,3Medidas:•Corte del panel: 262 x 127 mm (5 x 10,3 pulgadas).
•Grosor máximo del panel: 8 mm (0,3 pulgadas).
•Dejar un espacio extra de 20 mm (0,8 pulgadas) en los lados derecho e izquierdo
para los soportes de montaje.
•
La profundidad de espacio abierto en el panel es de como mínimo 15 cm (6pulgadas) para
Sensistor ISH2000 para encajar.

42

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Proceso de instalación

ES

Tabla 8-13. Procedimiento de instalación del detector
Paso

Medida a tomar

1.

Cortar un agujero en el panel, según la figura
arriba, y quitar las rebabas.

2.

Comprobar que la junta tórica de goma está enposición correcta en la ranura alrededor delborde del detector.

3.

Colocar el detector en el agujero del panel.

4.

Sujetar el panel en su posición mientras se fijan
los soportes de montaje en el detector (ver lafigura 8-7).

5.

Alinear el detector horizontalmente y fijarlo
apretando los 4 tornillos de ajuste.

6.

Fijar los tornillos de ajuste con las contratuercas.

7.

Conectar el terminal de masa a la masa
protectora del armario.

Fig. 8-7. Fijación de los soportes de montaje.
Sensistor ISH2000, fotografía deSoporte a tornillo depanel
Soporte a tornillo
SoporteVer “Especificaciones de Sensistor ISH2000” en la página 47 para conexiones eléctricas.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

43

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio
44

8.16 Parámetros predefinidos

ES

Tabla 8-14. Alcance y ajustes predefinidos de todos los parámetros de Sensistor
ISH2000.

44

Parámetro

Alcance

Predefinido

Unidad de análisis

Varias opciones

PPM

Tiempo de APC A

0.0 - 6000.0 s

10.0 sTiempo de APC B

0.0 - 6000.0 s

0s

Tiempo de APC C

0.0 - 6000.0 s

0s

Tiempo de APC D

0.0 - 6000.0 s

0sFrecuencia base de audio

Varias opciones

400 HZ

Alcance automático

Activado/desactivado

Activado

Impulso de audio
preparado

Activado/desactivado

Activado

Umbral de audio(detección)

0 - 100%

0%

Umbral de audio (análisis)0 - 100%

4%

Brillo0 - 21

21

Tiempo de calibración

Tiempo mínimo decalibración, 30 s

10 s

Reloj

hh:mm:ss-

Contraste

0-20

10

Valores de correlación

1.00E-37 - 1.00E+37

1.00E+00 = 1

Fecha

AA-MM-DD-

Modo de depuración

Activado/desactivado

Desactivado

Nivel de señal de detector

0 - 100%

20%

Ajuste directo de lasensibilidad

Activado/desactivado

Activado

Umbral de display

0 - 100%

4%

Invertir colores

Activado/desactivado

Desactivado

IdiomaVarias opciones

InglésBotón de medir/imprimir

Activado/desactivado

Desactivado

Tiempo de calibración
mínimo0 - 30 s

5s

Tiempo de presentación
mínimo120 s

1s

Análisis multipunto

Varias opciones

Desactivado

Tiempo de análisis
multipunto

0.0 - 30.0s

5.0s

Número de dígitos
significativos

2/3

2

Contraseña

Máx. 12 caracteres“” = Sin contraseña

Calibración protegida por
contraseña

Activada/desactivada

Desactivada
OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Parámetro

Alcance

Predefinido

Puerto de impresora

Varias opciones

No impresora

Botón de sonda

Varias opciones

Sin función

Lámpara de sonda

Activada/desactivada

Desactivada

Tipo de sonda

Varias opciones

Sonda de mano

Indicador de rechazo

Activado/desactivado

Activado

Nivel de purga

1.00E37 - 1.00E+37

1.00E+02 = 100

Unidad de referencia

Varias opciones

PPM

Valor de referencia

1.00E- 37 - 1.00E+37

10

Indicación de rechazo

Activada/desactivada

Desactivada Desactivada

Nivel de rechazo

1.00E-37 - 1.00E37

1.00E+01 = 10

Tiempo de espera
salvapantallas

1 - 60 minutos

20 minutos

Sensibilidad

1 - 15

8

Mostrar nivel de rechazo

Activada/desactivada

Activada

Nivel de activador
Modo de menúES

42
Varias opciones

Modo combinado* El controlador de sonda de mano P50 es compatible con todas las sondas de mano
pasivas. Es decir: sondas que no requieren ningún control de E/S específico; como
válvulas, etc.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

45

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

9Localización y corrección de averías
En caso de haber problemas con el uso de Sensistor ISH2000, intentar resolver el
problema siguiendo estas sencillas instrucciones de localización y corrección de averías.
Si las medidas descritas a continuación no arreglan el instrumento, enviar o entregar el
instrumento a un taller de servicio oficial para su reparación. Ver “Asistencia de
INFICON” en la página 51.
¡ADVERTENCIA!
La apertura o desarmado de un Sensistor ISH2000
energizado comporta riesgo de daños personales
graves y peligro de muerte. El instrumento nocontiene piezas que pueda reparar el usuario y sólodebe ser desarmado por un técnico de servicio
autorizado.

Tabla 9-1. Síntomas de avería y medidas correctoras.
Síntomas de avería

Medidas correctoras

No hay sonido en modo de detección ymodo de análisis.

Pulsar el botón + varias veces.

No hay imagen en el display, no haysonido.

Revisar el fusible.

No hay imagen, sino sólo sonido
cuando el instrumento está expuesto agas.

La configuración del display puede ser
errónea. Observar el display desde unlado, a un ángulo bajo, y dirigir la luz de
una lámpara a la pantalla. Intentar ver eltexto para que sea posible entrar en elmenú de configuración del display yajustar el contraste y el brillo. Si esto no
ayuda, enviar el instrumento a un taller
para cambiar la lámpara del display.

Tabla 9-2. Mensajes de error y medidas.

46

Mensajes de error

Medidas correctoras

Revisar la sonda y el cable. El LED rojo
parpadea rápidamente.

Comprobar que el cable de la sonda
está correctamente conectado a lasonda y al instrumento. Si el fallo
permanece, cambiar la sonda/el cable.

Error

Error en sonda activa. Ver el manual dela sonda.

Revisar el sensor, error de voltaje

Comprobar que el sensor estácorrectamente conectado a la sonda. Si
el fallo permanece, cambiar el sensor.

Revisar el sensor, temperatura

Comprobar que el sensor estácorrectamente conectado a la sonda. Si
el fallo permanece, cambiar el sensor.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

10 Especificaciones de Sensistor ISH2000

ES

Tabla 10-1. Especificaciones de fuente de alimentación.
Sensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Voltaje de red CA

100-240 V 50/60
Hz.

100-240 V
50/60 Hz-

Voltaje de red CA

Típicamente 1 A(2 A, pulso en
corriente
conectada).

Típicamente 300
mA-

Fusible2 A lento / 250
VCA.

Voltaje nominal
de batería-

16,1 VCC-

Tiempo defuncionamiento-

9 h sinsalvapantallas a
20 C.

-

Tiempo de carga-

6,5 h.

-

Voltaje de fuentede alimentación--

24 VCC

Amperaje defuente dealimentación--

3 A máximo

Potencia-

Tabla 10-2. Conexiones de entrada y salida.
Entrada/salidaSensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Conector deentrada decorriente

Conector deentrada CA, IES
320.

Conector deentrada decargador, 2,1 x
5,5 mm estándar
Centro positivo.

Terminal
atornillada de 4
clavijas
desmontable
Phoenix MC serie
1.5/5.81.

Control de sonda/
lumbrera deestatusD-sub hembra de
25 clavijas.

-

D-sub hembra de
25 clavijas.

Longitud de pulso
mínima

40 ms

-

40 ms

Impedancia deentrada50k ohm-

50k ohm

Gama máxima deentrada-34 a +38 VCC--34 a +38 VCC

Entrada alta

> 12,0 VCC-> 12,0 VCC

Entrada baja

< 8,0 VCC-

< 8,0 VCC

Amperaje desalidamáx. 0,5 A/salida,máx. 2,5 A total-máx. 0,5 A/salida,máx. 2,5 A total

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

47

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

ES

Entrada/salidaSensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Cargas inductivas

Se recomiendan
diodos limitadores
externos-

Se recomiendan
diodos limitadores
externos

Voltaje de estado
bajo

Máx. 1,5 VCC-

Máx. 1,5 VCCCorriente de fugade estado bajo

Máx. 100 µA-

Máx. 100 µA

Protección contra
cortocircuito

Térmica yelectrónica

-Térmica yelectrónica

Salida alta

22-24 VCC-

> (Tensión dealimentación - 2,5
VCC)

Salida baja

< 1,5 VCC-

< 1,5 VCC

Conector depuerto decomunicación
serialD-sub macho de 9
polos

D-sub macho de 9
polos

D-sub macho de 9
polos

Puerto decomunicación
serial estándar

RS232

RS232

RS232

Tabla 10-3. Especificaciones varias.
Sensistor
ISH2000

Sensistor
ISH2000C

Sensistor
ISH2000P

Protección (IEC529)

IP64 (delantera), IP32
(trasera)

IP63 (en maleta)

IP64 (delantera), IP32
(trasera)

Peso neto

3,9 kg4,0 kg4,9 kg incluso maleta,sonda y cargador

1,8 kgDimensiones
generales

275 x 155 x 170 mm(11 x 6 x 7 pulgadas)

275 x 190 x 170 mm(11 x 7 x 7 pulgadas)

275 x 140 x 75 mm(11 x 6 x 3 pulgadas)

Temperatura
ambiente

0-50 °C

0-50 °C

0-50 °C

Humedad ambiental

10-90% RH

10-90% RH

10-90% RH

VariasTabla 10-4. Especificación de detección de gas (en modo de detección)

48

Unidad seleccionada

Sensibilidad

mbarl/s aire (usando 5% H2/95% N2
como gas trazador)

1 x 10-7 mbarl/s

g/a R143a (usando 5% H2/95% N2
como gas trazador)

0,02 g/a

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

Tabla 10-5. Especificación de detección de gas (en modo de análisis)
Unidadseleccionada

Sensibilidad

Gama demediciones

ppm (H2)

0,5 ppm

mbarl/s aire
(usando 5% H2/
95% N2 como
gas trazador)

5 x 10-7 mbarl/sES

Linealidad

Repetibilidad

0,5 - 2.000 ppm (0,2%)

Tipo. ± 15% de lectura(dentro de 0,1 - 10 x
punto de calibración enla gama 0,5 - 100 ppm)

Tipo. ± (10% delectura + 0,3 ppm)

5 x 10-7 - 4 x 10-2
mbarl/s

Tipo. ± 15% de lectura(dentro de 0,1 - 10 x
punto de calibración en

Tipo. ± (10% delectura + 3 x 10-7
mbarl/s)la gama 1 x 10-5 - 2 x
10-3 mbarl/s)

g/a R143a(usando 5% H2/
95% N2 como
gas trazador)

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

0,2 g/a0,2 - 8.300 g/a

Tipo. ± 15% de lectura(dentro de 0,1 - 10 x
punto de calibración enla gama 0,2 - 420 g/a

Tipo. ± (10% delectura + 0,1 g/a)49

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicioES

11 Repuestos y accesorios
Hay una gama de repuestos y accesorios para Sensistor ISH2000, algunos de los cuales
se indican en la tabla siguiente. Para un listado completo de todos los repuestos yaccesorios, visitar www.inficon.com.
Tabla 11-1. Repuestos y accesorios.

50

Pieza

Referencia

Sonda de mano P50

590-780

Sonda de mano P50-FLEX

590-790

Cable de sonda C21
Longitud 3 m
Longitud 6 m
Longitud 9 m
Longitud 4 m (espiral)
Longitud 6 m (espiral)

590-161590-175
590-165590-163590-164

Capuchón protector de punta de sonda para sondas de mano P50 y
P50-FLEX (juego de 50 unidades)

590-625(juego de 500
unidades)591-273(juego de 50
unidades)Filtro de punta de sonda

591-234

Cable de alimentación UE
Cable de alimentación RU
Cable de alimentación US

591-146591-147591-853

Fusible de 2 A lento para Sensistor ISH2000

591-578

Maletín para Sensistor ISH2000C

591-329

Cargador de batería para Sensistor ISH2000C

591-795

Sensor de sonda de mano590-292

Kit de montaje de Sensistor ISH2000P

590-810

Conector Phoenix para Sensistor ISH2000P

591-792

Junta tórica

591-528

Fugas de referencia. Fugas estándar o específicas de cliente para
calibrar el detector

Ver la hoja dedatos aparte

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicio

12 Asistencia de INFICON

ES

12.1 Formulario de devolución de producto
Cómo ponerse en contacto con INFICON Para ventas y servicio de atención al cliente,pónganse en contacto con el centro de servicio de INFICON más cercano. La dirección
está en la web: www.inficon.com
Si experimentan problemas con el instrumento, se ruega tener a mano la información
siguiente:• El número de serie y la versión de Firmware del instrumento,• Una descripción del problema,• Una explicación de cualquier medida remediadora que se pueda haber intentado, y el
texto exacto de los mensajes de error que se han recibido.

12.2 Devolución del instrumento a INFICON
Usen el formulario de devolución de producto incluido con el producto en la entrega.
No devuelvan ningún componente del instrumento a INFICON sin antes consultar con
un representante del servicio de atención al cliente. Es necesario obtener un número deautorización de devolución de material (Return Material Authorization = RMA) delrepresentante del servicio de atención al cliente.
Si ustedes entregan un paquete a INFICON sin un número de RMA, el paquete seretendrá y se les avisará. Esto causará retrasos en el servicio de su instrumento.
Antes de dárseles un número de RMA, se les podría pedir que cumplimenten un
formulario de declaración de contaminación (Declaration Of Contamination = DOC) si
su instrumento se ha expuesto a materiales de proceso. Los formularios DOC deben seraprobados por INFICON antes de entregarse un número de RMA.INFICON podría pedirque el instrumento sea enviado a un centro de descontaminación designado y no a la
fábrica.

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

51

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicioES

13 Declaración de conformidad

Declaration of Conformity
Manufacturer
INFICON AB
Westmansgatan 49
SE-582 16 Linköping
SwedenPhone: +46 (0)13-355900
Fax: +46 (0)13-355901
Product
Hydrogen Leak Detector
Brand Names
ISH 2000
ISH 2000 C
ISH 2000 P
ISH 2000 ICE
ISH 2000 C ICE(Table top model)(Battery operated model)(Panel mounted model)(Table top model)(Battery operated model)

The manufacturer declares the above products to be produced in conformity with thefollowing directives
CE Marking Directive (93/68/EEC)EMC Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC).
LVD Electrical safety - Low Voltage (2006/95/EC)*.
WEEE Waste electrical and electronic equipment (2002/96/EC).
RoHS Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronicequipment (202/95/EC)* Relevant only for battery charger (CE marked) on the Battery operated model.
Manufacturers declaration provided on request.

For INFICON AB, September 01, 2011____________________________________
Fredrik Enquist / R&D Manager

INFICON AB
Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com
E-mail: reach.sweden@inficon.com

52

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

Detector de fugas de hidrógeno Sensistor ISH2000 - Instrucción de servicioES

Eliminación del producto al retirarlo de servicio

Según establece la normativa de la UE, este producto debe recuperarsepara separación de materiales y no se debe eliminar como residuo
municipal sin clasificar.
Si se desea, se puede devolver este producto de INFICON AB al fabricantepara ser recuperado.
El fabricante tiene derecho a rechazar la recepción de productos que estén
inadecuadamente embalados y por lo tanto constituyan riesgos para laseguridad y/o salud para el personal.
El fabricante no reembolsará los costes de transporte.
Dirección de envío:
INFICON AB
Westmansgatan 49
SE-582 16 LINKÖPINGSUECIA

OP-Sensistor ISH2000-ES-201204

53

INFICON AB, Box 76, SE-581 02 Linköping, Sweden
Phone: +46 (0) 13 35 59 00 Fax: +46 (0) 13 35 59 01
www.inficon.com E-mail: reach.sweden@inficon.com