国立防災科学技術センター研究報告第31号

1983年11月

624．14：681．12

ガンマ線散乱形積雪密度計の小形軽量化
松尾実＊

株式会社第二精工舎

松井正夫＊＊

長岡技術科学大学機械系

木村忠志＊＊＊
国立防災科学技術センター雪害実験研究所

ImpmvementofGamma−myScatteringSnow−densityMeterBy

Mimm

Mat㎜o1〕αゴー〃ゴ3εゴκo∫乃o，Kα榊θゴdo，Kofo・κ〃，τoκγo136

MasaoMatsui

肋θZθc伽o1o邸

ω川肋θ7∫妙oグ肋駆o肋，κα〃2〃0〃一ゴ0κ0，ハ吻8α0κα，1、倣8α勿・κθ〃984−54

And

Tadashi肋帥

Kimum

舳ε0グ舳0W舳〃Cθ∫伽肋∫，〃姉．o〃α1R概ακゐ0θ〃θ7伽1）畑晩ア〃眺〃ガo〃，8〃γ0∫んf，σ800κα，ハ肋8α吻一κθ〃，940

Abstract

Fundamental
mete王inc1uding

data

the
tooptimum

incidence

ang1e

㎞g

lead

tumed

out

centimete工s

eachbesystemminiatuエe

she1teエs

tocouected

measuIing

am㎞poエtantエo1e

the

were

theof

gamma−rayswithvaエious

fo工thethemeter．Anofabout2．6kg，andboth

to．impエove

scatteエed
effoエtagainstsnow

thedepth．

＊ 元長岡技術科学大学機械系修士課程
榊 制御システム講座

林＊第2研究室
一191一

of

the

snow−density

gamma一エays．Theエesu1ts
made

suエfacemeasuエhgエange

andstエuctuエe

wass工opes，Then，theits

thickness

the

ma㎞1y

as20degエees

tota1weight

into

snow

of

p1ayeddetemine
byimpエoved

p正ovedtothecompaエー

bemeteエabout5ガンマ線散乱形積雪密度計の小形軽量化一松尾・松井・木村

1．序論

任意の積雪表面に斜め方向からガンマ線を照射し，積雪から散乱するガンマ線の強度を，市販のシンチレーションサーベイメータで測定する形式の積雪密度計の試作が，本論文の共著者の一人によってなされている（木村忠志，ユ983）．この試作装置は，密度0．05g／㎝予の新雪から氷までの種々の密度の測定において，示度の直線性は良好であったが，ガンマ線源として137Cs（662KeV，半減期30年）のユ00μCi密封線源を使用したため，重量約6．3kgの鉛シェルター（以下シェルターと略記）が必要であり，サーベイメータも含めた装置の全重量が約ユ0kgに達し，野外での携帯と測定操作が困難であった，そこで，この試作装置の測定形式を変更することなく，シェルターの小形軽量化を実現するために，室内実験を行なった，シェルターの形状寸法を決める因子として，ガンマ線のエネルギー，測定部分への照射角度，線源の形状寸法，ガンマ線検出器のエネルギー感度と形状寸法などが考えられる．これ
らの因子は，ガンマ線散乱形積雪密度計の試作例がきわめて少ない現状では，実験的に決定せざるを得ない．

本研究では，上記の諸因子のうち，ガンマ線のエネルギーと照射角度を変数として，シェルターの形状寸法を実験的に検討した．

積雪層内の密度分布の測定は，数百㎝iの測定試料について行なうのがふつうなので，ガンマ線の散乱領域の検出限度が数百C㎡の程度になるような照射角度を検討した，積雪層内に照射され，検出器の方向に散乱するガンマ線の強度は，照射角度とビーム巾によって変化するはずである．一方，エネルギーの小さいガンマ線ほど，物体への透過力が弱いので，シェルターを小型化するためには，できるだけ小さなエネルギーのガンマ線を放出する核種の線源を利用する必要があるが，サーベイメータのカットエネルギーがユ00KeVであり，また，半減期が実用上数年以上は必要なところから，133Ba（356KeV，半減期7．2年）を使用
した・線源はコイン形の密封線源で，放射能はユOOμCiであり，法令による使用規制を受けなし・．

2．実験試料

実験試料として，密度0．479／c㎡の雪と，氷を準備した，雪試料は，市販の氷水削氷製造用のスライサーで水道水氷を削って作った削氷を，2㎜目のふるし、に通したのち，ユ00㎜x100㎜x200㎜の横長のアクリル樹脂板製容器に，タッピングと手によって一様に圧縮して詰め，一6℃の低温室内におよそユ週問放置して焼結させたものを使用した，氷試料は，30分問煮沸して脱気した水道水を，一6℃の低温室内で凍結させて氷塊を作り，この氷塊から，雪一192一

国立防災科学技術センター研究報告

Scint川at1onsurveyweterprobe

第31号

1983年11月

She1ter（1εヨd〕

50伽ノ三；婁11㌃
f稲・／花＼o勤

b1ock

図1，

8昌
Lead

・1勿勿
シェルターの立体図1一一Fig．1

So1id

sketchof

she1ter

しRad1at1onsource

Cover（1ead）

試料を納めたものと同じ材質寸法の容器にすき間なくはめこまれる寸法に，気泡の少ない部分を切りとって使用した，これらの試料を納めた容器には，上下にかぷせぶたをして，一25℃の低温室内に保存し，測定時に上下のかぶせぶたを取りはずした．

3．実験装置

図ユに実験に使用したシェルターの構造を示す．全体は50㎜x50mx100㎜の角柱形で，一端にシンチレーシ当ンサーベイメータのプローブがはまる，直径42mの穴があり，この穴のふちから，角度θの斜面を底にもったみぞを図のように切り，このなかに線源が納まるようにした．線源は133Ba，ユ00μCiの密封線源で，直径25㎜，厚さ4㎜のジュラルミン製円板形ケースの中心部に，直径10m，厚さO．5mの放射性物質が封入されている．線源をみぞの底の適当な位置に，両面接着テープで固定したのち，図の右側に記人した形状のカバーをみぞにはめこみ，線源から放射されるガンマ線が，みぞの底とカバーで作られる，幅25m，厚さ4mのスロットを通して検出器前方の空問に射出されるようにした．検出器と逆方向のスロットには，鉛のブロックをつめてガンマ線のリークを防いだ．このシェルターは，長手方向を水平に支持して測定する．図1で検出器が表面に出ている側面を，シェルターの前面と名付ける．

このシェルターは，角度θが12。，20二30。の3種類を準備した．図中のLは，検出器の外周から線源の外周までの，斜面に沿った最短距離で，これを照射距離と名付ける．また，同
じくXは，検出器の外周からカバーの端までの前面に沿った長さで，これを開口一193一長さと名付

ガンマ線散乱形積雪密度計の小形軽量化一松尾・松井・木村

ける．開口長さは，カバーの寸法を変えて種々の長さに設定した．このシェルターと組みあわせたシンチレーションサーベイメータ（以下サーベイメータと略記）は，アロカ株式会社製のTCS一ユ2ユ形で，直径，長さとも25㎜のNaIシンチレータにより，100KeV以上のガンマ線を検出する・検出したガンマ線の強度は，mR／hの単位で電流計に表示される．表
ホのフル・スケールは，O．025，0．05，0．25，0．5および2．5の5段階に切り換えられる．統計誤差は各フル・スケールの5％以内である．

実験装置の配置の平面図を図2に示す．氷または雪試料の長手方向の側面中央部に，線源とプローブをとりつけたシェルターの前面を密着させ，測定を行なった．線源とプローブのそれぞれの中心線は，試料の底面から50mの高さの平面上に位置させた．図中のプローブ上端に点線で記入した正方形は，NaIシンチレータの位置を示す．
図3は，検出されるガンマ線の散乱領域の大きさを調べた実験装置を示す．図3左側は，プローブの中心線を基準にして上下方向の散乱領域を調べた場合で，氷試料の上面からプローブの中心線までの距離Hを変えて，検出したガンマ線の強度を測定した．図3右側は，プローブ前方の散乱領域を調べた場合で，氷試料のシェルター前面の間隔L。を変えて測定した．図3右側の場合には，プローブの中心線の高さを，氷試料の底面から50mにとった．

Snowor100mm

Ice

samp1ex1OOn1mx200mm

X∠

L■一＝
1．1・．

H＝一；、；，＿」

一＝S1otRadiat1on
Rad1at1ons工source

She1ter
50mm
50mm
50mm xx50mm

NaIx 130mnr

Sc1nti11ator
25mm

d1a．

x25r
x25mm

Probe

O51010cm

一194一

図2

実験装置の配置

Fig・2

Configu工ationofexperimenta1devices

国立防災科学技術センター研究報者

第31号

1983年ユ1月

Iceso叩1e
Probe

She1ter11＼ノ一タ／！r／火／
Ld

She1ter

Probe

ICeSa叩1e

図3散乱ガンマ線の検出領域の測定

Fig，3MeasurementofdetectionエangeofscatteIedgamma−Iays

4．実験結果および考察

川

照射距離と散乱ガンマ線強度

図1および図2に示した装置により測定した，氷および雪の試料からの散乱ガンマ線強度と照射距離の関係を図4に示す．θの異なる3種類のシェルターのそれぞれについての結果を，3つのグラフで示した．いずれも，横軸には試料の密度，縦軸には検出された散乱ガン
マ線の強度をとり，照射距離をパラメータとした．シェルターの開口長さは，θが12。のものが構造上26㎜となったほかは，20mにとった．照射距離は10mから60mまで8通りとったが，θが12。の場合は15m以下を省いた．ここで密度0の値は，試料のない場合の表示

O．70

θ＝

■L＝10mm30o

X三20mm
立E

O．60L・「Oπlm一）

㍉

O．50

1一／−L二15／lllll、ムll；1L三25L＝30L＝40L三50L・60｛仁〇一一DenS1ty

図4

散乱ガンマ線強度に及ぼす照射角度の効果
Effectof

theincident

ang1e

1一L＝40／！L＝50！L＝600123456789
0123456789（ x 0．「 9／cmヨ012345ε789

Fig・4／一L＝20on

the㎞tensity

of

一ユ95一

scatte正ed

gamma一工ays

ガンマ線散乱形積雪密度計の小形軽量化一松尾・松井・木村

値であって・シュルターを通して，あるいはシェルター内部で散乱してシンチレータに入射する放射線強度の測定値である．これをバックグラウンドと称することにする．

図4が示すように，密度と散乱ガンマ線の強度はほぼ比例しているが，その傾向は照射距離が長いほどはっきりしており，良好な直線性を示す照射距離は，θがユ2。の場合は50m以上，θが20。では25㎜以上，θが30o以上では40㎜以上になった．この相異は，たとえば同じ照射距離で3者を比較すると，線源とシンチレータの直線距離が，θが20。の場合よりも30。の場合のほうが短かく，シェルター内部を通ってシンチレータに達する線量が30。の方が多く，一方，θが12。の場合には，線源と試料の間のカバーの厚さがうすいので，カバーを通して試料中に放射される線量が多いことなどが原因していると考えられる．同じ照射距
離と試料密度における散乱ガンマ線の強度，即ち感度を比較すると，θがユ2。の場合が最大であり，30。，20。の順に小さくなっているが，30。と20。の場合の差はあまり大きくないので，直線性の良好な照射距離が小さい20。の場合が実用上有利であろう．直線性良好な範囲でのバックグラウンドも，20。の場合が最も小さい．

12）開口長さと散乱ガンマ線の強度

図5は，図1および図2の装置によって，シェルターの開口長さをパラメータとして，照射距離と散乱ガンマ線強度の関係を調べた結果で，θが20。と30。のふたつの場合を示した．
いづれも横軸に照射距離，縦軸に散乱ガンマ線強度をとった．また，図の左端に，サー一ベイメータの測定レンジを直線で示した．開口長さは，寸法の異なるカバーを用いて，20m，27．5m，32．5mおよび37，5㎜の4通りに変えた．図中のEmptyと添言一した曲線群は，バックグラウンドの変化を示す．この測定には，氷試料のみを使用した．

図5のふたつの結果でEmptyの曲線群を比較すると，θが20。の場合には照射距離が30m以上ですべてのバックグラウンドが一致し，θが30。の場合には同じく25㎜以上で一致している．小さなバックグラウンドをもたらす照射距離が短かいほど，シェルターを小さく設計できるが，照射距離が30㎜での両者のバックグラウンドを比較すると，20。の場合が実用上有利といえる．また，いづれの場合にも，開口長さが大きくなるほど，散乱ガンマ線強度が大きくなる傾向が認められる．しかし，自然積雪の密度は0，59／c㎡以下のことが多いので，この範囲を，サーベイメータのひとつのレンジ全域を使って測定するとすれば，0．05mR／hのレンジを用いて，θを20。，照射距離40㎜，開口長さ20㎜とすれば良いことが，図5および図4から読みとれる．また，新雪から氷までをひとつのレンジで測定する場合には，θを20。・照射距離25m，開口長さ27．5mのシェルターを準備し，0．25mR／hのレンジを使用すればよいであろう．

（3）上下方向の散乱ガンマ線検出領域

図3左側の装置により，上下方向の散乱ガンマ線の検出領域を測定した．図6にその結果を示す．図4の場合と同じく，θの異なる3種類のシェルターのそれぞれについて，試料上一196一

国立防災科学技術センター研究報告

2．5

第31号

1983年11月（・＝0．90〜e・20oθ＝30．

E O．80

念0．70

〒

昌O．60

……

C．5o［I』

ORangeofOsurveymeter（mR／h）
図5Fig・5

X＝20．O

X＝20．0』o O．20Empty、
一■F／X＝37，520，100．05
o」
H・025だ
X＝20．
H

X＝27．5

X：27．5

o．40

易0．30

C．25X＝32．5

X＝32，50．50

喝

B／X＝37・5／X・37．5

Empty
X；。允Xメ7・510203040506Q
L （㎜）

010

2030405060
L（㎜）scatteエed

gamma一エays

散乱ガンマ線強度に及ぼす照射距離の効果
Effectoftheエadiation1engthontheintellsityof

面とプローブ中心線の垂直距離Hをパラメータとして，照射距離を横軸に，散乱ガンマ線強度を縦軸にそれぞれとって，測定結果をまとめた．Emptyの添言己のある曲線は，バックグラウンドの変化を示す．lce

block

centerと添記した曲線は，プローブの中心線を試料の中央部にあわせた場合のもので，θが20。の場合に，これがH＝0㎜の場合のほぼ2倍になっているところから，この測定は良好な値を示していると判断される．θが30。の場合にも0，209X＝＝20oe20mm

X＝20mm−Iceb1ock＝30o

H：Omme＝12o

X＝26mmIce

b1ockをE）

1Ice

b1ock

O．15H三〇・・＼…t・・…t・・

H・10／…t・・

H＝15ω

H＝5｛1o㎞ply

O．10io」

H＝5㎞rty

卜20

H＝10mmH三30＿

H・1

l一；ll；・F㎝

BE−
図6
Fig．6010

一㌫1《H三40

H＝350

H＝252030405060
L （㎜）0102030405060
L （㎜）01020304050
60L l㎜）

シェルターの垂直移動による散乱ガンマ線強度の変化
Vaエiation of the intensity of
she1tel：a1ong a ve正tica1］ine

scatteエed

gamma・正ays一197一

measu正edbymovingtheガンマ線散乱形積雪密度計の小形軽量化一松尾・松井・木村

同様な傾向が得られたが，H＝Omの曲線の記入を省略した．θがユ2。の場合には，この関係は成立していない．

図6において，θが20。の場合には40m以上，θが30。の場合には50㎜以上の照射距離のとき，25m以上のHにおける散乱ガンマ線強度が等しくなり，しかもバックグラウンドと一致している．θがユ2。の場合には，バックグラウンドをわずかにうわまわっているが，照射距離60㎜以上で，Hが25㎜以上の場合の散乱ガンマ線強度が一致している．これらの結果は，θが20。，開口長さ20mのシェルターで照射距離を40mにとれば，±25mのHが上下方向の散乱ガンマ線検出領域になり，θが30。，開口長さ20mの場合には，照射距離50mで同様な検出領域になることを示している，±25mのHの長さは，シェルターの厚さに等しいので，これを上下方向の検出領域にきめておけば，実用上便利であろう．実際の測定では，積雪の部分に，シェルターの前面が一様に接触することになるので，この実験で得られた検出領域は，実測ではわずかに小さくなるはずである．
（4〕シェルター前方の散乱ガンマ線検出領域

図3右側の装置により，シェルター前方の散乱ガンマ線の検出領域を調べた．この実験では，図3左側の装置による実験の場合と同じく，θの異なる3種類のシェルターを，いずれも照射距離50㎜，開口長さを20mとして比較した．図7にその結果を示す．
横軸にシェルター前面と試料表面の問の距離LDをとり，縦軸には散乱ガンマ線の強度をとった．図に示すように，θが12。の場合にはLDが60㎜以上，20。の場合は40㎜以上，
0．11

L＝50mmO．10

立E

O・09・9・20り・20㎜

ω0・08。θ・30り・20㎜

0・070θ・1㌘X・26。。

㍉o』

↓EE
何0．06

i星

O．05

α岩

一8』

o一一一一Backgroundof・＆口一一一Backgroundof・0．04

図7O．03㍉ω

Fig．7O．02

一s11e1terO．0100

V班iationofgamma一エaysωξ

シェルターの前後移動による散乱ガンマ線強度の変化

1020

Ld

30

405060（π1m）

一ユ98一theintensity

measu正ed

foIwaエdandbyofscatteエed

mov㎞gbackwaエdthe国立防災科学技術センター研究報告第31号

1983年11月

30。の場合は50m以上で，それぞれのシェルターにおけるバックグラウンドに等しい散乱ガンマ線強度が得られた．この結果から，θが20。および30oの各シェルターにおいては，シェルターの前面から50m以内が，散乱ガンマ線の検出領域になると考えられる．また，図6および図7に示した実験結果から，使用した100m×100㎜×200㎜の氷および雪試料は，散乱ガンマ線検出領域よりも十分に大きく，測定に支障はなかったと考えてよいであろう．

5．シェルターの設計

以上の実験結果にもとづいて，シェルターの設計を2種類こころみた，サーベイメータとガンマ線源は，本実験のものを使用することにした，設計した2種類のシェルターを図8に示す．左側はθが20。，照射距離40㎜，開口長さ20㎜のもの，右側はθが30。，照射距離50㎜，開口長さ20㎜の場合で，いずれも上段はシェルターの前面側からみた側面図，下段は平面図である．基本的な構造は両方共同じであって，直方体の鉛ブロックの，図では左端に，サーベイメータのブローブのはまる直径42㎜の穴があり，この穴の右に接して，ガンマ線の射出されるスロットの開口部が位置する．スロットの奥には，線源が納まる．図中には点線で書いた二重の同心円で線源を示したが，内側の小円は放射性物質の位置を示す．θがe＝20o

L＝θ40mm＝30o

L＝50mm

126mm

122mm

1し

ll○□二⑭20mm

20mm
4％

lL

1［＼、

We1ght2．6kg

Ne1ght1．8kg
図8Fig．8

シェルターの設計例
Designedshe1teエs

一199一ガンマ線散乱型積雪密度計の小形軽量化一松尾・松井・木村

20。のシェルターについては，上述した諸条件のほかに，スロットの方向を除く線源の周囲に，実験で用いたシェルターにおける線源の外周からシェルター前面までの最短距離に等しい鉛の層が，最低限存在するように，シェルターの厚さと長さを定めるという方針で設計して，図示のように，122㎜x50m×35㎜の直方体の外形が得られた．重量はユ．8kgになるはずである．一方，θが30。の場合には，線源外周とシェルターの表面までの鉛の厚さの最小値が，θが20。の場合を越えないことを条件に加えて，図示の寸法となった．予定重量は2．6kgで，θが20。のシェルターよりも重い．

ここで，使用するサーベイメータの重量が3．6kgなので，θが20。のシェルターを用いた場合には，装置の全重量は5．4kgとなる．これは，携帯用装置としては軽量とはいえない．

しかし，サーベイメータのプローブのみの重量が0．8kgなので，サーベイメータ本体とプローブを分離し，プロープにシェルターを固定して使用するならば，その重量は2．6kgとなり，野外での片手操作が可能となるであろう．

この設計は，上述した実験結果にもとづいて行なったが，例えば，線源として点線源に近いものを採用すれば，シェルターは更に小型軽量化できるであろう．また，検出器の寸法を小さくすることも，同様な効果をもたらすであろう．

6．

結論

小型軽量化を目標とした，ガンマ線散乱形積雪密度計の基礎実験によって，市販のシンチレーションサーベイメータを利用するかぎり，線源として133Baのユ00μCi密封線源が適当であること，ガンマ線の測定部分への照射角度は20。が最適であること，測定領域の厚さと奥行をそれぞれ50m以内にできること，現場での片手操作が可能な程度に，装置の手持部分の重量を減らしうることなどが判明した．

また，線源の周囲に必要な鉛の層の厚さが判明したことにより，更に小形軽量化をはかる
ためには，線源の寸法の縮小が必要と考えられる．また，ガンマ線検出器に，より小型でエネルギー感度の高い半導体センサーを採用し，低エネルギーのガンマ線源，たとえば57Coや241Amと組みあわせることにより，装置は更に小型軽量化されるであろう．

あとがき

本研究は，昭和57年9月から昭和58年3月にかけて実施された，国立防災科学技術セン
ター雪害実験研究所第2研究室と，長岡技術科学大学機械系制御システム講座による共同研
究「γ線による積雪密度計測に関する研究」の成果である．

一200一

国立防災科学技術センター研究報告参1）木村忠志（1983）

考第31号

文

1983年11月

献：γ線散乱法による積雪密度の測定予備実験．雪氷，45，3，PP．119一工24．

（1983年6月9日

一201一

原稿受理）