No.CX-105-10

小形熱画像センサ

温度分布の常時監視に測定視野角25°仕様

保護ケース

測定視野角60°仕様

ネットワークに対応した設置形の熱画像センサ
外部警報出力機能を搭載

広い視野で温度を測定・監視

小形熱画像センサ TPシリーズは、コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。
警報出力やアナログ出力に対応した機種を用意し、エリア内温度異常検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドでご利用いただけます。

■ 形 式
●

フレームタイム6Hz仕様●

測定範囲 ー20〜300℃仕様

標準仕様

測定範囲 ー20〜300℃仕様

測定範囲 100〜800℃仕様

TP-L0225EK

TP-L02□□□N

TP-H02□□AN
測定視野角

測定視野角
60：60°×60°

測定視野角25：25°
×25°

25：25°
×25°

25：25°
×25°

インターフェイス

インターフェイス

インターフェイス

60：60°
×60°

A：イーサネット
アナログ出力付きパソコン

熱画像センサE ：イーサネット

E ：イーサネット
U：USB

イーサネットまたは USB ※1

設置形の熱画像センサ
熱画像センサで測定した温度分布を専用アプリケーションソフトに表示し、熱画像(jpg)や温度データ(CSV)として保存します。

警報出力アナログ出力 ※2
2000画素の温度データをCSVに保存※1 TP-Lのみ※2 TP-Hのみ

02測定対象に合わせた機種を用意

警報判定、警報出力機能● フレームタイム6Hz仕様（TP-Hシリーズ）

熱画像に任意に設定した警報判定エリア内で警報判定

搬送ラインなど移動物体の温度監視に条件を満たしたとき、本体より警報出力(無電圧接点)を● 測定範囲100〜800℃仕様（TP-L0225EK）行います。また警報発生時の熱画像を保存できます。

高温測定に■警報接点出力2点を装備

システム構成例（TP-Hシリーズの場合）

熱画像スイッチとして使用できます。
イーサネット仕様
接点出力ブザー

電源（24V DC）

アナログ出力機能 （ TP-Hシリーズのみ）
熱画像に任意に設定したエリアにおける最大値、最小値、平均値のいずれかをアナログ出力します。

ランプ■警報設定内容
上限 / 下限 / 機器異常 / 変化率警報（TP-Hシリーズのみ）
出力パターン（自動復帰 / 自己保持）
出力論理選択（A接点、B接点）
例：警報1を用いて最大値が60秒間で10℃以上上昇し、接点出力する場合記録計またはPLC

4〜20mA DC
参照温度電源（24V DC）⊿T：参照温度値変化量（例：10℃）

グラフィックレコーダ
KR2000⊿t：変化値単位時間（例：60秒）

防塵・防滴構造 IP65（ TP-Lシリーズのみ）
熱画像センサに付属の専用ケーブル、固定ネジを使用することで、防塵・防滴構造 IP65に適合します。

豊富なアクセサリ

自動復帰自己保持

警報
警報■⊿T（参照温度値変化量）＞変化率警設定値の場合発報

熱画像センサの保護ケース、水冷ケース、炎検知用のバンドパスフィルタ（4.5μｍ）などのアクセサリを用意しています。

炎検知用バンドパスフィルタ（簡単に取り付け可能）※炎の有無の検知となります。

警報設定画面（TP-Hシリーズの場合）

03システム構成例小形熱画像センサ単独で使用

専用ソフト● 監視中はパソコンを取り外し、センサ単体で使用● 任意の判定エリア内で2種の警報値を設定● 警報発生時の1画像をセンサ本体に保存し、パソコンで読み出し

警報出力1
警報出力2

● 設定エリア内の最大、最小、平均の電源（12／24V DC）

いずれかを設定し、アナログ出力

4〜20mA DC（TP-Hシリーズ）（TP-Hシリーズ）

ネットワーク接続
イーサネット● 小形熱画像センサを専用ソフトへ最大4台まで接続し表示

イーサネット仕様● 熱画像監視とセンサ本体からの警報出力を併用

警報出力1
警報出力2電源（12／24V DC）

4〜20mA DC（TP-Hシリーズ）

専用ソフト

PLCに接続 （ 専用アプリケーションソフト以外から使用）● 警報出力1、2および4〜20mA DCをPLCへ出力● イーサネット仕様は、PLCからのコマンドにより横1行ごとの温度データを出力

イーサネット仕様
4〜20mA DC（TP-Hシリーズ）
警報出力1
警報出力2PLC
電源（12／24V DC）※イーサネット仕様は、通信コマンドを開示いたします。
詳しくは（株）チノー各営業所へお問い合わせください。

04

用途例

監視

モータ軸受け発熱監視

バーナの炎検知

コークス搬送監視

計測
・ドアミラーのヒータ検査
・接着（ホットメルト）検査
・ボブ成形の金型温度測定
・溶着機の樹脂温度測定
・フィルムの温度測定
・ロールの温度測定
・合板の接着検査

突出流体計測

リチウム電池の針刺し試験

研究

夜行性小動物の行動監視ロボットへの搭載

理科教材（熱伝導の授業）

05

仕様

形式

TP-H0260AN

TP-H0225AN

温度測定範囲TP-L0260EN

TP-L0225EN−20〜300℃

通信インターフェイス

TP-L0225EK−20〜300℃

イーサネット（10BASE-T / 100BASE-TX）

フレームタイム

6Hz（警報出力の場合5Hz）

USB（USB2.0準拠）
0.5Hz

3Hz（警報出力の場合1Hz）

温度分解能

TP-L0225UN

TP-L0260UN

100〜800℃

0.5℃（100℃黒体において）測定値の±1%または精度定格

測定値の±２%または±3℃のどちらか大きい値±3℃のどちらか大きい値（周囲温度25±2℃にて）

再現性

0.3℃

検出素子

サーモパイル

測定波長2000画素中心波長 10μm

測定視野角60°×60°

25°
×25°

60°
×60°

空間分解能

21.8mrad9.1mrad21.8mrad

25°
×25°

25°
×25°

60°
×60°

25°
×25°

9.1mrad9.1mrad21.8mrad9.1mradフォーカス

固定フォーカス

放射率補正

0.10〜1.00（0.01ステップ）
1点（4〜20ｍA DC）

アナログ出力ー

接点出力数

2点（無電圧接点出力）

接点入力数

1点（無電圧接点入力リセット用）

ー24 V DC

12〜24V DC

電源
消費電力

最大2.5VA（24V DCにて）ー10〜50℃

使用湿度範囲10〜80％rh（ただし結露しないこと）

材質

ポリカーボネート樹脂（黒色）

質量約150g（センサ本体）防塵・防滴構造

IP65（専用ケーブルおよび固定ネジ使用時）

ーCEマーキング（EN61326-1)

適合規格

最大1VA（12V DCにて）最大2.5VA（12V DCにて）使用温度範囲CEマーキング（EN61326-1)

CEマーキング（EN61326-1)※LANケーブル接続時を除く■ 外形寸法単位：mm※USBケーブル接続時を除く■ 測定視野角

フレームタイム 6Hz仕様（ TP-Hシリーズ）
測定視野角 60°×60°
仕様
6260°×60°仕様

測定視野角 25°×25°仕様

D（視野幅）=1.4×L（測定距離）

79

62

68

1.4m

62

62

7.0m（約30mm□）

4.2m（約90mm□）（約146mm□）

1m3m

標 準 仕 様（ TP-Lシリーズ）
測定視野角 60°×60°
仕様
6237

225m

測定視野角 25°×25°
仕様
6248

2225°×25°仕様

6262

D（視野幅）=0.5×L（測定距離）
0.5m

2.5m
1.5m

1010（約10mm□） （約31mm□）

φ20
固定ネジ

1/4-20 UNC

061m

φ20
ケーブル接続用
コネクタ

固定ネジ

1/4-20 UNC

ケーブル接続用
コネクタ（約52mm□）

3m5m

アクセサリ

オイルミストや粉塵が飛散する場所に保護ケース

形式：TP-ZCC1

小形熱画像センサを収納して使用します。エアパージ機能を備えています。
■ 外径寸法

単位：mm80151803682

エアパージ口 φ6

材質：ステンレス5

質量：約1.3㎏
10080

4-φ7

設置環境が高温になる場合に水冷ケース

形式：TP-ZCC2（窓なし）/ TP-ZCC3（窓あり）

小形熱画像センサを収納して使用します。水冷およびエアパージ機能を備えています。
■ 外径寸法

単位：mm114784-170

1520

冷却水入口

R1/2M

φ6054

冷却水出口R1/2204498

質量：約2.5㎏83084

適合機種：TP-L0225EN／TP-L0260EN／TP-L0225EK

4-φ19

TP-H0225EN／TP-H0260EN

4580※TP-ZCC3（窓あり）だけの単品販売はいたしません。窓材 BaF2を使用。TP-ZCC3モデルにTPシリーズ本体を組み込んで調整を行います。

炎の検知に炎検知用バンドパスフィルタ

形式：TP9705

TPシリーズに組み合わせて炎の有無の検知に使用します。
（炎検知用バンドパスフィルタ使用時は、温度計として使用できません。）

直流電源ユニット※

形式：TP9701

TP-LシリーズにDC電源を供給します。
電ランプ・ブザー付き電源ユニット

形式：TP9704※国内専用品

小形熱画像センサに電源を供給します。小形熱画像センサの警報接点出力をセンサの警報接点出力を接続することにより、ランプ・ブザーを利用できます。

源：100V AC■ 外径寸法

出力電圧：12V DC160

形式：TP9702

9

単位：mm14.553直流電源ユニット

※204
180

TP-Lシリーズ、TP-HシリーズにDC電源を供給します。
電適合機種：TP-Lシリーズ
源：100V AC

出力電圧：24V DC

電※オムロン株式会社殿製

源：100V AC

出力電圧：12V DC07

アプリケーションソフト
【 専用アプリケーションソフト（標準付属）】
小形熱画像センサの各種設定のほか、熱画像最大値、最小値表示

4台接続時の表示

トレンドグラフ

表示、温度データの保存、トレンド表示、画像処理などができます。
多言語対応
日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語、ドイツ語、イタリア語
・接続台数

イーサネット仕様・・・4台USB仕様・・・1台機能

動作環境（1）熱画像の表示（6）最大値、最小値表示（2）通信環境の設定（7）
ソフトでの警報判定
最大8エリア内の警報設定（3）熱画像センサの設定
・放射率設定・エリア指定（1エリア）
・指定エリア内の警報設定（2点）（例：上限、下限、機器異常、変化率※）
・アナログ出力の設定※※TP-Hシリーズのみ可能

OS

メモリー
（8）温度スケールレンジ切り替え（9）画像処理・平均化 ・左右反転 ・上下反転
・温度レンジ外の画像を透明化※※TP-Hシリーズのみ可能

C P U（4）画像温度データの保存（CSV）（10）
トレンドグラフ（手動、自動保存）（5）熱画像の保存（JPEG）
・保存間隔：1秒から設定可能
・保存開始時刻、終了時刻を設定可能（11）言語選択
・日本語 ・英語 ・中国語（簡体字）・韓国語 ・ドイツ語 ・イタリア語

Windows 7 SP1(32bit／64bit)
WIndows 8／8.1(32bit／64bit)／10(32bit／64bit)※ .NET.Framework4.0以上が必要です
推奨2GB以上
TP-Lシリーズ

推奨2GHz以上

TP-Hシリーズ

1台接続…推奨3GHz以上
2台以上…Dual core 推奨3GHz以上【 多点接続ソフト（別売）】 形式：TPA-J（日本語版）／形式：TPA-E（英語版）
最大32台まで管理できる多点接続ソフトを用意。
警報発生時にEメール通報もできます。
OS

Windows 7 SP1 (32bit／64bit)／
WIndows 8.1(32bit／64bit)／10(32bit／64bit)

対応機種：TP-H0225AN／TP-H0260AN／ TP-L0225EN／TP-L0260EN／TP-L0225EK＊本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2023年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

宇 都 宮

028（612）
8963
神 奈 川

https://www.chino.co.jp/086（473）
7400

Cat.No. CX-105-10 Jun.-'23-01 Printed in Japan Ⓑ 140