No.CX-119-13

監視機能付き無線ロガー

温度MD8000 series

サーミスタ

ワイヤレス ウォッチャ

温度

熱電対

検査成績書
標準付属

温度

測温抵抗体

温湿度

サーミスタ
静電容量式

電圧
直流

サーミスタ内蔵モデル

熱電対モデル
温湿度センサモデル

サーミスタ外付けモデル

測温抵抗体モデル

電圧入力モデル受信器

MD8000 series

機器ラインナップ
送信器（ 受信器USB接続モデル専用）※1
製品名

形式

サーミスタ内蔵モデル

MD8□00-N00

サーミスタ外付けモデル

MD8□01-□00
電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

測定範囲

電池仕様、AC電源仕様：−10.0〜50.0℃

温湿度センサモデル

MD8□02-□00
電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

電源種類
0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

リード長
1：約1m
3：約3m
5：約5m

ケーブル長
N：直付け
1：1m
3：3m
5：5m

−40.0〜80.0℃

温度：−20.0〜60.0℃
電池仕様（直付け）、AC電源仕様（直付け）：−10.0〜50.0℃
専用バッテリ仕様（直付け）−20.0〜60.0℃

専用バッテリ仕様：−30.0〜60.0℃

湿度：0〜100％rh
価格 電池仕様：17,600円（ 税 込 み ） AC電源仕様：24,750円
専用バッテリ仕様 ：21,230円

電池仕様：20,020円※2AC電源仕様：27,170円※2専用バッテリ仕様 ：23,650円※2電池仕様：29,480円※3AC電源仕様：36,630円※3
専用バッテリ仕様 ：33,110円※3※ 1 受信器（MD800R-00L）
イーサネット接続モデルには使用できません。
※ 2 リード長１m仕様の価格です。3m仕様、5m仕様では加算が発生します。加算額：3m仕様1,100円（税込み）〜、5m仕様2,310円（税込み）〜。
※ 3 直付け仕様の価格です。
ケーブル長1m仕様、3m仕様、5m仕様では加算が発生します。加算額：1m仕様3,520円（税込み）〜、3m仕様5,940円（税込み）〜、5m仕様8,250円（税込み）〜。
送信器は全てデータ中継機能を内蔵しています

受信器（USB接続モデル）

MD800R-00U
価格：39,050円（税込み）● 送信器 最大60台を一括管理● 無線通信経路、電波状態の管理（アプリ
ケーションソフトで目視可能）● 警報発生時、異常発生時に接点出力（本体警報ランプ点灯）● アプリケーションソフトと連動し、定期通信、任意通信

アクセサリ
交換用センサ専用バッテリ

MD9203

価格：2,310円（税込み）

価格：10,230円（税込み）● 交換用専用バッテリ● 温湿度センサモデルの センサ 部 は 交 換可能。保守やメンテナンスが容易（本体ご購入時は標準で付属します）※専用バッテリ仕様MD8200シリーズには充電機能はございません。

2

Wireless Watcher

熱電対モデル※4測温抵抗体モデル

MD8□03-□00

MD8□04-P00
電源種類0：電池
1：AC電源2：専用バッテリ

電圧入力モデル製品名

MD8□05-V00
電源種類
0：電池
1：AC電源

形式

電源種類
0：電池
1：AC電源

熱電対入力
K：K熱電対
T：T熱電対K熱電対：−200.0〜800.0℃
T熱電対：−200.0〜400.0℃

Pt100：−200.0〜400.0℃

電圧：±9.999V DC

電池仕様：28,600円※4AC電源仕様：35,750円※4専用バッテリ仕様 ：32,120円※4電池仕様
AC電源仕様：26,290円：33,330円

電池仕様
AC電源仕様MD9010 / MD9011

MD9020/MD9021

MD901R

MD902R

送信器用（両面テープ）
価格：3,190円（税込み）

送信器用（磁石）
価格：5,830円（税込み）

受信器用（両面テープ）
価格：4,290円（税込み）

受信器用（磁石）
価格：6,930円（税込み）

測定範囲：26,290円：33,330円価格（税込み）※ 4 K熱電対仕様とT熱電対仕様は同価格です。
※ 5 温度センサ（熱電対）は別売です。

取付ホルダ● 振動、衝撃を受ける場所では使用出来ません。
● 使用環境に合わせた仕様でも製作可能ですので、最寄りの営業所にご相談くだい。

※MD9010：電池仕様 / MD9011：AC電源・専用バッテリ仕様※MD9020：電池仕様 / MD9021：AC電源・専用バッテリ仕様

3

MD8000 series

システム構築・運用・監視
そのすべてをスマートに監視機能付き無線ロガーMD8000シリーズは最大60台の送信器のデータを収集・監視することができ、多彩な警報判定と外部出力により充実した発報を行えます。サーミスタ温度センサ、温湿度センサ以外にも、熱電対、測温抵抗体、電圧接続が可能で、より広い用途での利用が可能です。
また、送信器に16,000データ保存可能な内部メモリーを搭載し、通信不良時のデータ欠損対策だけでなく、従来のロガーとして使用することも可能です。

Point

Point

現場に行く手間を解消
入室許可が必要な現場や、防護服・白衣への着替えが必要な面倒な現場に適しています。

配線・電源・工事不要
クリーンルームのような特殊室でも配線・電源・工事が不要で、工程を停止することなく、設置できます。

16,000データの内蔵メモリー
送信器に大容量メモリーを搭載し、データ欠 損を防 止します。電 池 切 れ に なっても収録データを保持します。

実験室
洗浄室

最大6段まで中継

保管庫
前室
分析室

電波が届きにくい場所でも、最大6段まで中継できます。

送信器に中継機能内蔵
集中管理室

受信器
ブザー

送信器に中継機能を搭載。温度・湿度デー
タを収録しながらでも中継器として兼用できます。

測定値を常時更新表示
一定間隔で測定値を送信器に表示します。

送信器操作による収録スタート・ストップ

ランプ

接点出力を3点装備

あわせキーのないワンクリック操作で、収録スタート、ストップもボタンひとつで可能です。

E-mail通報

Point

4

配置変えに柔軟対応
電波経路をパソコン画面上で簡単に変更でき、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。

アプリケーションソフトからE-mail通報できます。Wireless Watcher

用途事例
研究・低温 高温チャンバ
送信器兼中継器＊
温湿度センサモデル

送信器
測温抵抗体モデル

●事務所

受信器

＊ 中継機能をご利用になる際はAC電源仕様を使用してください

コンクリート養生温度
送信器の操作により、必要時のみ温度記録、積算警報が可能
送信器
熱電対モデル

温度センサ埋め込み
●事務所

受信器

積算警報

冷蔵倉庫、冷凍庫、薬品倉庫の監視収録した温湿度データをパッケージソフトCISAS（別売）で露点演算することにより、結露監視が可能
冷蔵室
冷凍室

●事務所

受信器

冷蔵倉庫

5

MD8000 series

用途事例
農業ハウスの温度・湿度
照度／紫外線／温度／湿度／CO2等のデータを収集します。

送信器兼中継器＊
温湿度センサモデル

送信器
電圧入力モデル●事務所

CO2センサ
受信器※CO2の場合の組合せ例＊ 中継機能を利用になる際はAC電源仕様を使用してください

冷蔵・冷凍車の温度管理
冷蔵・冷凍車内に設置した送信器で輸送中の庫内温度を収録し、送信器と受信器が通信可能な地点で温度データを吸上げ記録します。
送信器
専用バッテリ仕様

●事務所

受信器

石炭ヤードの発火監視
送信器
熱電対モデル

●事務所

受信器

6

Wireless Watcher

倉庫マッピング（温度分布測定）
各送信器が時間同期しており、収録タイミングを合わせて計測します。
倉庫A

倉庫B

●事務所

受信器

※送信器：サーミスタ外付けモデルをマークで表示

水温・水質管理
エネルギーや補給水のムダな消費をなくし水が効率的に循環するのを助けます。

送信器
電圧入力モデル

Ph計

送信器
測温抵抗体モデル●事務所

設置現場：屋上
クーリングタワー

受信器※電圧値をPhにスケーリング変換できます。電圧のレンジは±9.999Vです。

電力監視・省エネ対策（BEMS・HEMS）
工場の消費電力を監視。
ピーク電力に到達する前に警報発報。

送信器
電圧入力モデルEメール通報

●事務所

電力計

受信器
配電盤

空調装置

7

MD8000 series

ワイヤレスウォッチャの特長
Concept1

大きなシステムも直感的に構築

パソコン上で簡単構築

中継6段、送信器60台接続可能

手元でシステムを仮決めし、設置後の調整はパソコン上で行えます。
マウスでドラッグするだけで簡単に電波経路を変更できます。

送信器に中継機能を搭載し、温度・湿度データを計測しながら中継の役割を兼用できます。最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信条件の良い環境で収録可能です。
●システム構成例

電波到達距離：屋外で約400m・屋内で約100m（見通し距離）※
屋外

400m

100m
E-mail

送信器★★

移動
パソコン

受信器

送信器★★

送信器

100m

電波状態がパソコンで見れる！

m

0
10

10

0m

100m
ブザー

★：全送信器に中継機能を内蔵★：上記構成は中継3段の例です

送信器追加・削除も容易

送信器★★

送信器

ランプ

送信器

※使用環境により異なりますので、導入前に電波チェックをおすすめいたします。

初回送信器登録動作時は受信器の直下へ接続されます。
登録した送信器はアプリケーションで確認でき、簡単にシステムに追加・削除することができます。

移動

自動的に追加します

Concept2

有効性のあるデータ管理

データ抽出が容易

時刻の補正が可能

校正時のデータ補完も可能

個々の管理ではなく一元管理が可能な為、データ抽出が容易です。

パソコンと受信器／送信器の時刻を同期し、システム全体の時刻のずれを防ぎます。

送信器を校正するためシステムから外した際は、予備の送信器を用いて測定データを補完することができます。

収録データ

データ

収録データ

校正中

送信器

パソコン

時刻データ

受信器

時刻データ

抽出画面

送信器の時刻を常に補正します

Part11対応ソフトウエアを用意（別売）
医薬品製造計測などにご利用いただけるPart11に対応したソフトウエアです
主な機能 ● ログイン機能（ユーザ管理、アクセス権限）● オーディットトレイル（監査証跡）● 収録データの保護 ● 電子署名機能※Windows7 Professional（32bit/64bit 日本語版）専用

スケーリング機能（電圧入力モデルのみ）
・電圧値を任意の値（スケーリング値）に変換する機能の事です。
・本体表示もスケーリング値での表示が可能ですので、現場での指示確認が容易です。
・電圧値・スケーリング値それぞれ16,000データ収録出来、個別に警報監視も可能です。

8

送信器（予備）のデータで補完

送信器
送信器（予備）

データデータWireless Watcher

Concept3

幅広い監視ニーズに対応

多彩な警報判定機能
上限／下限 , 上上限／下下限警報

Ｅメール通報上限／下限警報、上上限／下下限警報を設定することができます。
また本警報前の予備警報として2段階の警報判定が可能です。
（例 上限／上上限警報の組合せ、下限／下下限警報の組合せ）

警報判定時には外部接点出力（3点）の他にアプリケーションソフトからEメール通報を行うことができ、直近6データの計測値を添付します（送信先は最大5件まで登録）。
また、通報継続間隔の設定や、一覧画面データファイルをテキスト形式ファイルとして定時送信することも可能です。
（1、3、6時間/１日１回から選択）

積算警報※

積算表示

通信状態

電源種類

メール通報のフォーマット例

収録開始し積算警報が設定された時点からの温度積算値で判定される警報です。
積算値はモニタリング時のみの表示となります。基準値、積算基準方向(Hi/Lo)
警報値設定5000.0℃-DAYまで設定可能。
またAC電源駆動状態や電池状態も表示可能です。

2013/02/05

xx:xx:xx

警報のメール通報設定画面

送信「受信器１」で警報を更新しました。
有効警報種：警報値「下限 :20」
発生中の警報種「下限警報」
No：「時刻」,「計測値」
１：「2013/02/05 18:26:05」,「41.7℃」
２：「2013/02/05 18:26:10」,「33.7℃」
３：「2013/02/05 18:26:15」,「28.6℃」
４：「2013/02/05 18:26:20」,「24.9℃」
５：「2013/02/05 18:26:25」,「21.9℃」
６：「2013/02/05 18:26:30」,「19.4℃」※電圧入力モデルは積算警報は使用できません。

優先通報

一覧画面データファイル

警報発生時は最優先で送信器から受信器へデータをフィードバックし、リアルタイムに近い監視が可能です。

受信した一覧画面データ(CSVファイル)を表計算ソフトで開いた例
送信器名

日付食堂

2013/1/9 19:50

18.3℃

倉庫

2013/1/5 1:20

13.2℃

温度

工場

2013/1/9 19:41

17.3℃

実験室

2013/1/9 19:46

23.7℃

湿度

積算値

警報

収録状態

0.0℃・Day

測定

収録停止中

23%RH

警報端子台（AC電源仕様のみ）

キーロック

送信器端子台の機能を「トリガ入力」
または「接点出力」として割り当てできます。
（付属アプリケーションソフトで選択）①トリガ入力：トリガ入力により警報判定の有効/無効を設定します。
②接点出力：警報発生時に送信器端子台から接点出力します。

受信器・送信器のキー操作をアプリケーションソフト上でロックすることができ、第三者による設定変更を防止します。
送信器：全てのキー操作をロック
受信器：全てのキー操作をロック/「Alarm Clear」
キー以外のロック/ロック無しから選択

通信

電池

グループ

電波強度 4

電池残量 41

電波強度 4AC 電源接続2

電波強度 4

電池残量 42

電波強度１

電池残量 42

監視日時範囲発報遅延回数変化率警報

勤務時間外などの不在時のみの監視が可能です。

警報点を超えたデータが指定回数に達した時に発報します。

測定値が設定時間単位で設定温度を超える変化があった場合に警報を出力します。

●退社時間

●出社時間

監 視

例：発報遅延回数3回の場合（温度）発報する

警報値
発報しない
警報

Concept4（時間）変化率警報成立条件
収録開始から指定回数N分、変化率警報の判定が無効になります（N：送信器のデータ収録回数）。

信頼性の高い計測を実現

測温抵抗体・熱電対の入力が可能

送信器側に16,000データをメモリー

検査成績書を標準付属

チノーは長年培ったノウハウから使用目的に適した温度センサのご提案が可能です。

送信器側に最大16,000データ※の大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータ欠損を防ぎます。
万が一、電池切れになった場合でも、送信器にメモリーされた収録データを保持します。

送信器ご購入時に検査成績書を標準付属します。またトレーサビリティ証明書（別売）も発行可能です。JCSS認定業者によるトレーサビリティ体制が信頼の証です。

※温湿度センサモデルは温度・湿度それぞれ16,000データ収録することができます。
電圧入力モデルは電圧値・スケーリング換算値それぞれ16,000データ収録することができます。
トレーサビリティ証明書(見本)9MD8000 series

仕様■送信器〈受信器USB接続モデル専用〉
製品名

サーミスタ内蔵モデル

サーミスタ外付けモデル 温湿度センサモデル

熱電対モデル

測温抵抗体モデル

電圧入力モデル 注2）形

MD8□00-N00

MD8□01-□00

MD8□02-□00

MD8□03-□00

MD8□04-P00

MD8□05-V00［電池仕様、AC電源仕様］−10.0〜50.0℃［専用バッテリ仕様］−30.0〜60.0℃−40.0〜80.0℃

温度：−20.0〜60.0℃
K熱電対：−200.0〜800.0℃
電池仕様（直付け）、
T熱電対：−200.0〜400.0℃
AC電源仕様（直付け）：−10.0〜50.0℃
専用バッテリ仕様（直付け）−20.0〜60.0℃
湿度：0〜100％rh

Pt100：−200.0〜400.0℃

電圧：±9.999V DC

応答性 注3）

約90分

約16分

温度：約12分、湿度：約30秒

──

─

測定精度

［電池仕様、専用バッテリ仕様］ ±0.5℃±1digit±0.3℃±1digit（−5〜50℃において）(本体が20〜30℃時)±1.0℃±1digit±0.5℃±1digit (上記以外)（上記以外）［AC電源仕様］±1.5℃±1digit

温度：±0.5℃±1digit（−5〜50℃において）±1.0℃±1digit（上記以外）
湿度：±3％rh±1digit（20〜80％rh／25℃において）
温度係数：±0.4％rh／℃［電池仕様、AC電源仕様］±0.1％rdg±0.5℃（本体が0〜40℃時、冷接点補償含む）［専用バッテリ仕様］±0.1％rdg±0.5℃（本体が−10〜50℃時、冷接点補償含む）±0.2℃±1digit(本体が20〜30℃において)±0.3℃±1digit(本体が0〜20℃／30〜40℃において)±0.003V DC±0.1%rdg（本体が10〜40℃において）

分解能

0.1℃

0.1℃

0.1℃／1％rh

0.1℃

0.1℃

0.001V DC

保護構造

IP67（防塵・防水構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様、専用バッテリ仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様のみ)

IP64（防塵・防滴構造）(電池仕様のみ)

本体質量約110g（電池仕様）

約130ｇ（電池仕様、リード長1m）

約130ｇ（電池仕様、直付け）

約130ｇ（電池仕様）

約130ｇ（電池仕様）

約130ｇ（電池仕様）

式

測定範囲（電池含まず）
収録間隔※交換用センサ MD9203

5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間

収録容量

16,000データ／チャンネル

収録モード

エンドレス／ワンタイム

表

計測値表示、時計表示、収録有無表示、収録モード表示、電池残量表示、電波強度表示、警報表示、外部電源 有/無表示

示

接点仕様

オン抵抗：最大 35Ω／ 負荷電圧：最大 DC30V／負荷電流：最大70mA
単線：AWG22〜AWG16／より線：AWG24〜AWG16（※AC電源仕様のみ）（警報端子台） 接続適用ケーブル
電源

電池寿命 注1）［電池仕様］アルカリ単３乾電池または、ニッケル水素充電池2本［AC電源仕様］AC電源（100〜240VAC）＋バックアップ用内蔵２次電池［電池仕様］アルカリ単３乾電池または、ニッケル水素充電池2本［AC電源仕様］AC電源（100〜240VAC）＋バックアップ用内蔵２次電池［専用バッテリ仕様］専用リチウム電池1本
12ヶ月（電池仕様）2年（専用バッテリ仕様）

12ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）

11ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）

8ヶ月（電池仕様）
2年（専用バッテリ仕様）

４ヶ月（電池仕様）

通信方式

特定小電力無線 ARIB STD T-67／無線周波数：429MHz帯／通信距離：屋内見通し約100m､屋外見通し約400m

使用環境［電池仕様、AC電源仕様］使用温度範囲：−10〜50℃、使用湿度範囲：10〜80%rh（ただし結露なきこと） ※ACアダプタ：0〜40℃［専用バッテリ仕様］使用温度範囲：−30〜60℃、使用湿度範囲：10〜90%rh（ただし結露なきこと）

付属品

取扱説明書、壁取り付け用タッピングネジ、検査成績書、アルカリ単3乾電池（電池仕様）、ACアダプタ（AC電源仕様、ケーブル長：1.5m）
専用リチウム電池（専用バッテリ仕様）、温湿度センサユニット「MD9203」（温湿度センサモデルのみ。本体またはケーブルに取付済み）

５ヶ月（電池仕様）※使用環境により変動します※無線によるデータ収集には、MD800R-00U（受信器）が必要です。
注1）条件：収録間隔10分、中継動作なし、収録データ収集通信10日毎、モニタリング通信なし、警報発報なし、周囲環境25℃において。中継機能を使用する場合、中継負担が多くなるにつれて電池の消耗が早くなりますので、AC電源仕様をご利用ください。
システム構築に際しては1台の中継器に通信が集中しないように配慮ください。
注2）電圧入力モデルは受信器・送信器バージョン2.00、アプリケーションソフトバージョン2.20以降にのみ対応しております。それ以前のバージョンの製品をご使用のお客様はバージョンアップが必要になりますのでご注意ください。
注3）静止気中における90％応答（湿度は25℃環境下）
温湿度センサは高温高湿環境で長期間使用する場合、湿度素子の特性により徐々に指示値が変動する場合があります。
温湿度センサは以下のような場所では使用しないでください。
ちりや粉塵の飛散している場所、ケトン系有機剤/エステル系有機剤/ハロゲン類/オイルミスト/塩分の多い場所、爆発性ガス/腐食性ガスが有る場所、蒸気/薬液/海水などがかかる場所、直射日光のあたる場所、紫外線のあたる場所、ペンキなど塗料を乾燥している場所など■受信器〈USB接続モデル〉
形式MD800R-00U

機

能送信器通信機能：MD8□00シリーズ、MD8□01シリーズ、MD8□02シリーズ、MD8□03シリーズ、MD8□04シリーズ、MD8□05シリーズとのデータ通信
収録機能：送信器の収録内容ごとに最大2000件／チャンネルのデータを一時的に上書き保存
接点出力機能：①送信器から測定値警報を受信時にALARM1、ALARM2接点出力動作が可能※ただし設定した警報種類（上限／下限、上上限／下下限、上昇変化率/下降変化率/積算）に限る②下記状態発生時にALARM3接点出力動作
・送信器、受信器の機能異常 ・電池残量低下警報 ・送信器収録データ欠損警報発生 ・AC電源未接続異常（AC電源仕様のみ）
オン抵抗：最大 35Ω／ 負荷電圧：最大 DC30V／負荷電流：最大70mA
接続適用ケーブル

単線：AWG22〜AWG16／より線：AWG24〜AWG16

モニタリング機能：設定されたモニタリング周期で、順番通りに送信器の直近の収録データのみを読み出し
キーロック：受信器本体のキー操作不可にする。
（アプリケーションソフトで設定）
電源

専用ACアダプタ 100〜240V AC±10％ 50／60Hz

無線通信方式 特定小電力無線
本体質量ARIB STD T-67／無線周波数：429MHz帯／通信距離：屋内見通し約100m、屋外見通し約400m※使用環境により変動します

約110g

使用環境

0〜40℃、20〜80％rh（ただし結露なきこと）

付属品

取扱説明書、専用ACアダプタ（ケーブル長：1.5m）、データ通信用USBケーブル（ケーブル長：1.5m）、
アプリケーションソフトCD、
クイックリファレンス

10Wireless Watcher■外形寸法図送信器（本体）※

[背面]

[正面]

[側面]
●電池仕様

●AC電源仕様●専用バッテリ仕様

（44）

106
3350

（11）

373765

109

95

CONNECT

KEY LOCKSTART/STOPDISPLAY※送信器本体部分の外形寸法は、全てのセンサモデルで共通になります。
（サーミスタ内蔵モデル／サーミスタ外付けモデル／温湿度センサモデル／熱電対モデル／測温抵抗体モデル／電圧入力モデル）

送信器（センサ部／熱電対端子台）●サーミスタ外付けモデル

CONNECT

KEY LOCK●温湿度センサモデル

CONNECTDISPLAYSTART/STOPKEY LOCKSTART/STOP●熱電対モデルDISPLAY

CONNECT

KEY LOCKSTART/STOPDISPLAY

1732

M4×2

3344

φ64218●測温抵抗体モデル

CONNECT

KEY LOCK●電力入力モデル

START/STOPDISPLAY

CONNECT

START/STOPDISPLAY

M3×2

1717

M3×3

KEY LOCK

4453

3342

受信器

[背面]

[正面]

[側面]

45106（11）7512095

RESET

ERROR
ALARM 1
ALARM 2
ALARM 3POWER

CONNECTCOMMUNICATINGCONNECT

5031

ALARMCLEAR

単位：mm11MD8000 series

Wireless Watcher■アプリケーションソフト仕様
OS

Windows7（32bit/64bit 日本語版）、Windows8（32bit/64bit 日本語版）、Windows10（32bit/64bit 日本語版） ※.NET Framework4.6以降

データベースSQL Server 2012 Express SP4（付属）メモリ

1ギガバイト以上

CPUIntel® Core™ 2 Duo（クロック1.8GHz）と同等以上
収録間隔：5、10、30秒、1、5、10、15、30分、1、2、3時間

送信器への設定機能 測定値のオフセット：±10℃ ±10%rh ±1.000V
各種警報設定：上限、上上限、下限、下下限、上昇変化率、下降変化率、変化率警報成立条件、積算（電圧入力モデルは積算警報が使えません）、警報監視時間帯、警報発報遅延
キーロック：送信器キー操作不可
警報出力の動作設定：警報出力時の接点動作について設定
受信器への設定機能 無線通信の経路情報：最大60台
現在値のモニタリング周期：なし、1、5、10、15、20、30分、1、3、6時間（送信器の台数に依存）
時計情報：年月日時刻
キーロック：受信器キー操作不可
収録データ収集周期：3時間ごと、1日ごと（時間指定）、1ヶ月ごと（時間指定）、収集なし：各送信器をグループ分け
パソコンへの設定機能 グループ設定（6グループまで）
各種警報出力設定：警報を受信器が受信した段階において、設定されたメールアドレスへ警報メールを送信※直近6データの収録データを添付
グループごとの警報メール監視機能
設定に応じた間隔での警報メール連続送信
収録データ欠損警報
メール定期通報：1、3、6時間／1日1回
パソコンと受信器の時計同期有無
各経路の電波強度：直近の通信で得られた4段階の強度
読み込み機能

各送信器の電池残量：4段階の残量表示、AC電源での駆動情報、電源断状態のバックアップ駆動情報（AC電源仕様のみ）※中継動作のみの端末も含む
送信器の収録状態
モニタリングした各送信器データ（直近温度データ／積算温度データ）
ロギングされた収録データ

収録データ出力機能 収録データ出力機能
トレンドグラフ出力
CSV出力
収録データの分割／結合／複製

専用アプリケーションソフト
（受信器標準付属）

主な機能● 警報メールの送信● 送信器・受信器の各種設定● 収録データ出力 他● 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。● 本カタログの記載内容は2022年9月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

Cat.No. CX-119-13 Sep.-'22-03 Printed in Japan Ⓑ 95