管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：229AFBZX00091000

保険適用

※

大臼歯対応
CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）

優 れ た 曲 げ 強 度 に 加 え て 、た わ み にくい 材 料 特 性
C A D / C A M 冠 大 臼 歯 修 復 に 対 応した 高 強 度 ブ ロック※保険適用には条件があります。ご確認の上、ご使用ください。

CAD / CAM 冠大臼歯修復に対応した高強度タイプのブロック特性の異なる4種類の無機フィラーを独自の製造方法により、高密度化。
大臼歯修復に対応した「優れた曲げ強度」と「たわみにくい材料特性」を実現しました。
プレス成形

高密度化

圧縮

レジン含浸

圧縮

含浸

含浸

含浸

圧縮

圧縮
圧縮

圧縮
4種類の無機フィラー混合物を圧縮含浸

CIP処理※により、高密度化※CIP処理（Cold Isostatic Press 処理）：等方加圧により均一に圧縮が可能な処理方法

強度に優れるマトリックスレジンを含浸・加熱重合

無機フィラーの高密度化※1、※2ナノサイズの、2 種の平均粒子径を有する不定形フィラー※1 と超微粒子フィラー※2、及びそれらをクラスター化したフィラーを組み合わせることで、高密度化を実現しま不定形無機フィラーした。
※1 表面処理バリウムガラス※2 シリカ（表面処理軽質無水ケイ酸）

クラスター
フィラー

SEM像（×1000）

SEM像(×10,000）

5μm

優 れた接 着 性
「クリアフィル ® ユニバーサルボンド Quick ER」と「SA ルーティング ® Multi」の組み合わせにより、シンプルでスピーディーな接着操作を実現します。
「カタナ ® アベンシア ® P ブロック」は、無機フィラー高密度配合により、被着面の無機フィラー面積が広く、より優れた接着性を発揮します。
■剪断接着強さ
初期（37℃ 1日後）TC3000回後
010203040 (MPa)

測定条件：被着面積φ5mm、被着面をサンドブラスト後、「SAルーティング ® Multi」
にて接着、マージン部へペンキュア2000で2方向から各 10秒光照射

37℃水中に1日浸漬し、サーマルサイクル（4−60℃、3,000回）後、測定

測定装置：オートグラフ AG-100kN（島津製作所）クロスヘッドスピード：1mm/min
クラレノリタケデンタル ( 株) 測定：条件などにより数値は異なります。

支台歯側+クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick ER

レジンセメントSA ルーティング® Multi ※※保険用の無機物フィラーを含むレジン系材料には、歯科用セラミックス処理材を添付文書にしたがい適用することで内面処理加算が可能です。
詳細な手順は「推奨の接着ステップ」をお読みください。

材料特性
たわみにくい 特 性
保険適用要件の各項目をクリアする特性を有すると共に、「優れた曲げ弾性率」により大臼歯における咬合圧に対しても「たわみにくい」特性が期待されます。
臼歯部咬合負荷シミュレーション

大弾性率の違いによる応力イメージ

弾性率：低（たわみやすい）↓ひずみ：大↓接着界面の応力：大ひずみ500N
φ8mm の球体、荷重 500Nをクラウン垂直方向に加えたと想定し、シミュレーションを実施

小弾性率：高（たわみにくい）↓
ひずみ：小↓
接着界面の応力：小シミュレーションイメージ（データ測定：株式会社クラレ つくば研究センター）■曲げ弾性率37°
C水中浸漬 1日後

1937°
C水中浸漬 7日後
51015

保険適用要件

82％

70%以上

148Hv0.2

75Hv0.2以上

曲げ強さ（37℃水中浸漬7日後）

265MPa240MPa以上

吸水量（37℃水中浸漬7日後）

15.9μg/mm³20μg/mm³以下

無機質フィラーの合計の質量分率

180

カタナ ®
アベンシア ® P ブロック

20 (GPa)

測定条件：試験片サイズ14.0×4.0×1.2mm、37℃水中浸漬7日後

ビッカース硬さ※※※

オートグラフAG-Ⅰ100kN（C39島津製作所 ロードセル 10kN 使用）
スパン12mm、3点曲げ、クロスヘッドスピード1.0mm/min

クラレノリタケデンタル(株 ) 測定：条件などにより数値は異なります。

※ 測定条件：JDMAS 245:2017（データ測定：クラレノリタケデンタル株式会社）

優れた滑 沢 耐 久 性・耐 摩 耗 性
フィラーの高密度配合により、優れた「滑沢耐久性」と「耐摩耗性」を有しています。
研磨後の表面歯ブラシ摩耗試験

■光沢度
試験前
歯ブラシ40,000 回後
020406080

100 (%)

0.25

0.5

0.75

1.00

1.25 (μm)■試験後の表面粗さ
試験前歯ブラシ40,000回後

研磨方法：

カタナ ®
アベンシア ® Pブロック
エステニア® C&B

カーボランダムポイントにて形態修正後、シリコンポイント、研磨ペーストを用いて研磨

0測定条件： 荷重250g

歯磨材：デンタークリアMAX（ライオン）、10wt%スラリー
歯ブラシ：ビトイーン山切り、カットレギュラー（ライオン）

クラレノリタケデンタル( 株 ) 測定：条件などにより数値は異なります。

使用ステップの概要（技工操作）

関連製品

1 補綴物の設計

2 加工※1・模型のスキャニング、クラ ・ブロックのセット、切削ウンのデザイン（例：歯科用CAD/CAMマシン DWX-4）（例：カタナ® デンタルスキャナー E1）・クラウン切削データの作成

3 形態修正、研磨

カーボランダムポイントにてスプルー除去
シリコンポイントを用いて傷取り研磨
ブラシ及びバフを用いて艶出し研磨※2

4 完成（例：CAMソフト HyperDENT Small）※1 「カタナ® アベンシア® P ブロック」の切削時間は「カタナ® アベンシア® ブロック」と同等です。切削時間はクラウン形状やサイズや加工条件により異なります。
※2 艶出し研磨：ダイヤ系（「パールサーフェス® Z」：クラレノリタケデンタル株式会社）及び非ダイヤ系（例／ポーセニーハイドン：東京歯材社）が使用可能です。

パールサーフェス®
一般医療機器 歯科用研磨器材
医療機器届出番号：15B1X10001090009
単品

パールサーフェス® Z
容量：20g接着ステップの概要

CAD/CAMレジン冠の接着 ※1 「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER」を併用

写真提供：高輪歯科加藤正治先生

プライマー処理不要 ※2

支台歯形成、清掃補綴装置の試適

補綴装置のサンドブラスト処理 ※3

支台歯の処理0.1〜 0.2MPa（1〜2kgf/c㎡ ）でアルミナサンドブラスト（30-50μm）処 理、超音波洗浄、乾燥「クリアフィル ユニバーサルボンド
Quick ER」の塗布、乾燥「 SA ルーティング Multi 」
余剰セメントの除去ペーストの塗布、余剰セメントの半硬化

最終硬化（ 5分保持 ）最終硬化※光を透過する補綴装置の場合は各面から光照射（10秒）光照射（1- 2秒）※「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER 」を併用した場合、ボンドの影響で光硬化が速くなります※1 「 SA ルーティング Multi 」の添付文書に記載の使用用途 「1）クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」の「より高い接着を求める場合」を示します。
※2 歯科セラミックス用接着材料を適用することで、内面処理加算が可能です。
※3 サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を添付文書にしたがって処理（リン酸エッチング材は5秒間処理）、水洗・乾燥を行います。

管理医療機器製品の詳細についてはWEBからもご確認いただけます。

歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号：229AFBZX00091000

色見本

ブロック

ブロック

金属製台座
切欠きb

金属製台座

A2 LT
単品

A3 LT

A3.5 LT

切削加工用レジン…５個／箱（12：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT）（14：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT）

ac※使用に際しては金属製台座形状と使用する機器の適合性をご確認ください。

【形状・色調】（単位：mm）

種別abc

色調

1214101212141518

A2 LT、A3 LT、A3.5 LT

材料の名称及びロット番号を記載したシール（歯科医院保管用／歯科技工所保管用）
が5組／箱付属します。

コンパクトでシンプルな CAD/CAM 装置により、効率的に補綴物を製作
カタナ ® デンタルスキャナー E1

歯科用 CAD/CAM マシン DWX-4

歯科用ミリングマシン MD-500

一般医療機器歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号 ： 15B1X10001290010

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号 ： 22B3X10006000050［製造販売元］ローランド ディー.ジー.株式会社
静岡県浜松市北区新都田1-1-3※動作には集塵装置（別売）が必要です。
※導入に際しては保守契約が必要です。

一般医療機器歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器届出番号：13B2X10330000003【製造販売元】
キヤノン電子株式会社
東京都港区芝公園 3-5 -10※動作には集塵装置（別売）が必要です。
※導入に際しては保守契約が必要です。

関連製品
ユニバーサル用

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：301AFBZX00015000

a軸b軸

c軸

14L

14.5 14.518（単位：mm）

切削加工用レジン 各5個/箱

単品

単 層

単品

種別

※CAMソフトの仕様により、エナメル層とボディ層が逆方向に切削加工用レジン 各5個/箱（12：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP）（14L：A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、A3 OP）

色調：ML（A1、A2、A3、A3.5、B1、B2） 加工される可能性があります。
加工前にCAMソフト取り扱いメーカーにご確認ください。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材（歯科セラミックス用接着材料）（歯科金属用接着材料）（歯科用知覚過敏抑制材料）（歯科用シーリング・コーティング材）
医療機器認証番号：228ABBZX00065000
単品

管理医療機器歯冠用硬質レジン

単品

切削加工用レジン 各5個/箱（12： A2 ML、A3 ML、A3.5 ML）

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号：230ABBZX00096000

オートミックス

ボンド5.6mL×1個● エステニア® C&B

M L︵ 積 層 ︶形状

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
医療機器認証番号：302AFBZX00019000

単品

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

ハンドミックス単品

ユニバーサル / ホワイト / トランスルーセント

医療機器承認番号：21500BZZ00534000● メーカー希望小売価格の後の9ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。● 掲載商品のメーカー希望小売価格は２０20年10月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。

● 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。 ● ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ● 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

製品・各種技術に関するお問い合わせ
クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

クラレノリタケデンタル公式アプリ

ホームページ

月曜 〜 金曜 10：00 〜17：00
連絡先〒100- 0004 東京都千代田区大手町1-1 -3（ 大手センタービル ）フリーダイヤル：0120- 330-922
製造販売元〒959- 2653 新潟県胎内市倉敷町2- 28

販売元〒564 -8650 大阪府吹田市垂水町3- 33-18 TEL.（06）6380 -2525〒110 - 8513 東京都台東区上野2- 11- 15
TEL.（03）3834 -6161
お客様相談センター：0800- 222- 8020
http://www.dental-plaza.com

・｢KATANA｣及び「カタナ｣は株式会社ノリタケカンパニーリミテドの登録商標です。
・「アベンシア」、「クリアフィル」、「エステニア」、「SAルーティング」
及び「パールサーフェス」
は株式会社クラレの登録商標です。

推奨 OS バージョン iOS 11.0 以上 / Android 8.0 以上
T759 - 03 10／2020