解析ソフト付ＡＤＭシステム
金野 茂男
２０００年５月１０日
目次
１．概説
２．仕様
３．使用方法４．参考文献５．ＡＤＭ用アセンブラプログラムリスト（省略）６．ＶＢ版解析プログラムリスト（省略）１． 概 説このシステムは、先行してなされていた仕事であり、かつまとめられていた「Ｗｉｎｄｏｗｓ版
波 高 分 析 プ ロ グ ラ ム 」（ 参 考 文 献 （ １ ）） と 「 ア ナ ロ グ デ ー タ メ モ リ の 改 良 」（ 参 考 文 献 （ ２ ）） の ２つをともに改良し、一体化したシステムである。アナログ電圧を任意の時間間隔で計測し、アナログデータメモリに記憶させる。その後、このアナログデータメモリとパソコンをＲＳ−２３２Ｃを経由して接続し、計測したデータをパソコンに取り込む。計測したデータをグラフとしてＣＲＴ画面に描写し、部分拡大、左右移動などの加工を施すことが出来る。また、プリンターに精度の良い印刷もすることが出来るシステムである。
システムはハード部とソフト部から出来ている。ハード部であるアナログデータメモリ（Ａｎａｌｏｇ Ｄａｔａ Ｍｅｍｏｒｙ＝ＡＤＭ）の詳細は参考文献（２）が詳しく、ソフト部であるＶ
Ｂ版解析プログラムは参考文献（１）が詳しい。必要ならば、それらを読むことを勧める。が、ともに改良・改訂を加えていることをことわっておく。
ＡＤＭは１０ビットＡＤ変換器を内蔵しているワンチップマイコンＰＩＣ１７Ｃ７５６と、大容量ＲＡＭメモリを用いて自作している。解析プログラムは、Ｖｉｓｕａｌ Ｂ ａ ｓ ｉ ｃ Ｖ．５
ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ版（ＶＢ．５ｐ）で作成している。ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ版以下のＶＢ（例えば、ｓｔａｎｄａｒｄ版）には、ＡｃｔｉｖｅＸ中にコミュニケーション・コントロール機能が無いので、ＲＳ−２３２Ｃを使用することが出来ないことに注意しておく必要がある。
以下で本システムの仕様及び使用方法を解説し、本システムの利用の至便をはかるとともに、新たなシステムの開発への一助になることをも期待している。

２．仕様（１）ＡＤＭの仕様
ＡＤＭの詳細は参考文献（２）に譲る。が、その後、当ＡＤＭの改良を行ったため、参考文献の記述とは異なっている箇所がある。
参考文献（２）が書き上げられた時点では、パソコンとのＲＳ−２３２Ｃ通信が正常に行えなかった。それが正常に動作するよう改良を加えたのである。運良く、この改良はハード的には何の変更も必要とせず、ＰＩＣ１７Ｃ７５６に書き込むアセンブラプログラムの変更のみですますことが出来た。参考文献（２）に添付されている３．５インチＦＤには、当時のアセンブラプログラムと一緒に、改良した新しいアセンブラプログラムも書き込んでおいた。

また、最新版のこのアセンブラプログラムリストを後半に添付しておいた。出来るだけ注釈を書き込むようにしているので、理解しやすいと思う。従って、変更・改訂も容易に行うことが出来よう。
以下にＡＤＭの仕様を記す。
入力関係●ア ナ ロ グ 入 力 端 子 数

現在１個（INPUT端子の１番）１０個まで拡張が可能である。が、そのためには、ＰＩＣ１７Ｃ７５７に書き込んでいるアセンブラプログラムをそれに対応するように書き直す必要がある。それに伴って、データの受信側であるＶＢ版解析プログラムも書き直す必要がある。この場合には、利用目的を明確にしてから行うべきである。いたずらに入力を多チャンネル化すると、サンプリング速度の必然的低下をもたらすからである。ＰＩＣ１７Ｃ７５６にはアナログ入力が１２チャンネルあるが、内蔵しているＡＤ変換器は１つだけである。入力端子を切り替えて、多チャンネル化を行っているのである。
● ア ナ ロ グ 入 力 電 圧 範 囲 ０Ｖ〜＋５Ｖ〜＋６Ｖ（ＡＤＭの電源電圧）ま で の 正 電 圧
ＰＩＣ１７Ｃ７５６が内蔵しているＡＤ変換器の特性のためである。残念ながら負電圧信号は扱えない。
●分 解 能１０ビット

今までのＰＩＣワンチップマイコンシリーズではＡＤ変換器の分解能は８ビットであったが、この機種では性能が向上されている。
出力関係● メ モ リ モ ニ タ 出 力 端 子 （ Ｍ ｅ ｍ ｏ ｒ ｙ Ｏｕｔ）
メモリへの書き込み中、及びメモリからの出力中に、各１０ビットデータをＲ−２Ｒ式ＤＡ変換器を介してアナログ電圧としてこの端子から出力しており、この端子をオシロスコープなどに接続することにより、モニターすることが出来る。
●Ｒ Ｓ − ２ ３ ２ Ｃ 出 力 端 子
この端子から、メモリの内容が送信出力される。ノーハンドシェイク方式としており、１線である 。本 シ ス テ ム 専 用 の Ｒ Ｓ − ２ ３ ２ Ｃ 接 続 ケ ー ブ ル を 使 用 し て 、パソコンとこの端子を接続する 。
パ ソ コ ン と の 接 続 に 関 し て は Ｖ Ｂ 版 解 析 ソ フ ト を 実 行 し 、表 示 さ れ る 画 面 メ ッ セ ー ジ に 従 え ば よ い 。
操作及び制御関係●Ｒ Ｅ Ｓ Ｅ Ｔ ボ タ ン
このボタンを押すと、ＡＤＭは初期状態に戻り、実行待ちとなる。メモリ内容も全てクリアされる。
ＡＤＭには電源スイッチはない。電源アダプターをコンセントに差し込むと、ＡＤＭは初期状態にリセットされ、実行待ちとなる。
●Ｉ Ｎ Ｔ ボ タ ン
このボタンを押すと、割り込みが発生し、初期状態に戻る。ＲＥＳＥＴボタンの場合と違い、メモリ内容はクリアされず、そのまま保存されている。長時間の計測で、中断したい場合に有効である。
ＬＣＤモニター及びキーパット関係
ＬＣＤでＡＤＭの動作状態をモニターすることが出来る。図１にＬＣＤ画面に表示される各コードとそれに対するキーパット及びリセットボタン、ＩＮＴボタンを押したときの処理の移りを示しておいた。

４ × ４ キ ー パ ッ ト で は 、 ０ 〜 ９ の キ ー 、、 Ｓ Ｅ Ｌ キ ー 、 リ タ ー ン キ ー の み 有 効 で あ る 。 こ れ 以 外のキーを押すと動作不良となる。
サ ン プ リ ン グ 時 間 と し て 、 １〜２５５までの数値（ １ バ イ ト ８ ビ ッ ト に 相 当 ） を 入 力 す る こ と が 出来る。 ２５６以上の数値は２５５と見なされて処理 さ れ る 。
サンプリング時間＝２０μ秒で、計測時間は約４秒。
動作不良、或いは間違ったキー入力をしたときには、リセットボタンか、ＩＮＴボタンを押すことで、正常動作に復帰させることが出来る。
メモリ関係

記憶容量

１３１０７２データ

１データ＝１０ビットのため、１バイト８ビットを２バイト使用している。
１ＭビットＳＲＡＭを２組搭載しており、１３１０７２データを記憶する。
４ＭビットＳＲＡＭ２組に変更可能である。ハード的には何らの変更をようしないが、その際には、ＡＤＭのアセンブラプログラム、及びＶＢ版解析プログラムに修正を加える必要がある。
ＲＳ−２３２Ｃ通信関係

ノーハンドシェイク、１９２００ボー、８データビット、１ストップビット

１個データは連続した２バイトで送受信される。８１９２個データを１データ群とし、１３１０７２個データを１６群として送受信している。これは、ＶＢのＲＳ−２３２Ｃポートの性能を遵守せざるを得なかったためである。

Data M emory

リセットボタンOK?
リターンキー
INT ボタン

Job Selection

RS-232C Out
Sel キーM easureSel キーM emory Out

Sel キー

リターンキー

リターンキー

Sample Time(s)Sel キー

Sample Time(ms)リターンキーSelキー

Sel キー

Sample Time( μs)
数値入力
リターンキーStart
リターンキー

Executeリターンキー

図１

Stop

ＬＣＤに表示される処理コードとそれに対するキー入力（２）ＶＢ版プログラムの仕様
ＶＢがインストールされているパソコンで、添付している３．５インチＦＤ中のファイル

アナログデータメモリ

を 実 行 す る こ と に よ り 、 プ ロ グ ラ ム は 立 ち 上 が る 。「 ビ ジ ュ ア ル．．．」 の 名 の通り、画面を見ながら処理を行うように出来ている。ここで特に説明する必要はない。プログラムの内容の詳細は参考文献（１）に譲る。が、改良が加えられ、より使いやすくなっている。改良版のプログラムリストを、後半に添付しておいた。それとともに、フォーム画面、各処理画面のハードコピー、またテストデータの印刷出力例も添付しておいた。
主な機能としては
１．ＡＤＭからのデータの取り込み、及び保存
２．既保存データファイルからのデータの読み出し、及び保存
３．データグラフの拡大、移動、復元
４．画面のハードコピー印刷
５．グラフの精密印刷がある。
１３１０７２個の保存に要する容量は８９６ｋバイト前後である。３．５インチＦＤ（１．４Ｍバイト）に保存すると一つのデータファイルしか保存することが出来ないことに留意して欲しい。

３．使用方法（１）ＡＤＭ
電源スイッチはない。ＡＣアダプターをコンセントに差し込むと、オンとなり、図１の最上段のコ ー ド が Ｌ Ｃ Ｄ 画 面 に 表 示 さ れ る 。後 は 、こ の 画 面 を 見 な が ら 希 望 す る 処 理 を し て い く こ と に な る 。
サンプリング時間を２０μ秒としたとき、スタートからストップまで約４秒かかることを目安にして、希望するサンプリング時間に設定した場合にかかる計測時間を見積もることが出来よう。
途中で計測を中断したければ、ＩＮＴボタンか、ＲＥＳＥＴボタンを押す。ＩＮＴボタンを押した場合には、それまで取り込んだデータがメモリに保存された状態で、ＬＣＤには Ｊｏｂ Ｓｅ
ｌｅｃｔｉｏｎる。

が表示される。ＲＥＳＥＴボタンを押すと、メモリはクリアされ、初期状態に戻

電源を切りたければ、任意の状態の時、ＡＣアダプタをコンセントから抜いてよい。ＡＣアダプ
タを抜いても若干の時間装置は能動状態となっている。ＡＣアダプター等に内蔵されているコンデンサに充電されている荷電が放電されるまでである。
（２）ＶＢ版解析ソフト
ル

特に変わった使用方法があるわけではない。本論文に添付してある３．５インチＦＤ中のファイアナログデータメモリ を、ＶＢがインストールされたパソコンで実行すればよい。画面を見て希望する処理を行って行くだけである。
添付した３．５インチＦＤにはデータサンプルファイルサンプルデータも入れておいた。動

作確認をするのに便利であろう。

４．参考文献（１ ）「 Ｗ ｉ ｎ ｄ ｏ ｗ ｓ 版 波 高 分 析 プ ロ グ ラ ム 」 金 野 茂 男 、 金 野 研 究 室 蔵 書（２）卒業研究論文「アナログデータメモリの改良」１９９９年度卒研生望月裕、金野研究室蔵書

５．ＡＤＭのＰＩ
Ｃ１７Ｃ７５６用アセンブラプログラムリスト
６．ＶＢ版解析プログラムリスト

解析ソフト付き ADM システムの改良
小幡純一
2000． 6． 21

目次
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．

概要
仕様
参考文献
ADM の PIC17C756 用アセンブラプログラムリスト（省略）
以前の ADM の改良要素と改良方法
結果．サンプリング入力時間に対する応答
音声取り込み用マイク
本システムの使用方法
今後の課題

１．概要
このシステムは、１９９９年度卒業研究 アナログデータメモリの改良 とそれ以前にまとめられていた論文 Ｗｉｎｄｏｗｓ版波高分析プログラム をもとにして構築された研究論文
解析ソフト付きＡＤ M システム におけるアナログデータメモリのさらなるシステムの向上を測ったものである。
２．仕様
ここにおいて、研究論文 解析ソフト付きＡＤ M システム より進化したのはアナログデータメモリのみであるので、アナログデータメモリにおける今までの仕様と新しく構築された仕様を下に記す。新しい仕様はゴシック対で示す。

入力関係
・アナログ入力端子数・アナログ入力電圧範囲
・分解能

…
…
…

出力関係
・メモリモニター用出力端子・ RS-232C 出力用端子

現在 1 個（ Input 端子の 1 番）
０ V 〜 +５ V 〜 +６ V（ ADM ）10 ビット…
…

memoey-out
1本

端子 1 個操作および制御関係
・ Reset ボタン… ADM を初期状態に戻す
・ Int ボ タ ン… ADM を初期状態に戻す
図1にこれらの制御状態を示す。

→ → → → → → → → → → → → Data Memory
↑OK?
↑↓(D)
↑↓↑
Job Selection↑（選択）( Measure ) → (Memory Out) → (RS232C OUT)→↑↓(A)↓(A)↓↑↓(D)↓(D)↓(D)↑Time Interval↓↑(secont)
同左↓↑（選択）( milisec)↓↑(A)( microsec )↓↑↓(D)↓(D)↓↑→ → → → → → ← ← ← ← ←↑↓↑Start↑↓(D)↑Execute↑↓(D)↑
Measure↑↓(W)
↑↓
↑
Stop↑
↓(R)
← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←(D) キーパットのＤキー。処理決定(A) キーパットのＡキー。処理選択(W) 割り込みスイッチ(R) リセットスイッチ
図1．LCDに表示される処理コードとそれに対するキー入力
サンプリング時間・μ秒
・m 秒・秒…
…

… 21 〜 999
1 〜 999
1 〜 999のあいだでそれぞれ設定可能メモリ容量・ SRAM…

１ M ビット (2 枚 )

RS ‐ 232C 通信関係
・ PC との通信… ノーハンドシェイク方式、 19200 ボー、
8 データビット、 1 ストップビット

３．参考文献（１ ） ｗｉｎｄｏｗｓ版波高分析プログラム
金野茂男 金野研究室蔵書（２ ） アナログデータメモリの改良 1999 年度卒研生 望月裕 金野研究室蔵書

（３ ） 解析ソフト付きＡＤＭシステム
４． ADM の PIC17C756

金野茂男

金野研究室蔵書用アセンブラプログラムリスト

巻末に添付
５．以前の ADM の改良要素と改良方法
改良要素(A) サンプリング時間が 1 〜 255 に対する改善
8 ビットデータ幅でサンプリング時間を制御しているからである。
(B)サンプリング時間（設定値）に対する出力応答が悪い。
使用 PIC 内蔵の AD 変換器が要する時間、またはプログラムの構成の問題で、実測（出力）サンプリング時間事態にオフセットと考えられる時間はがあることが原因である。

改良方法(A) については、設定時間を安易に 8 ビットデータ幅に入れずに、 3 桁目と 2， 1 桁目を別々のレジスタにいれ、それをカウンタをして動作させることによって改善できた。
(B)については、 AD 変換に要する時間を (A)のカウンタからひくことによってオフセットを取り除くことに成功した。なお、それはμｓの時のみ構築した方法である。
ｍｓ、ｓにおいては、構成する必要はない。
６．結果．サンプリング入力時間に対する応答
図 2 に示す。これにより，サンプリング入力時間（設定値）に対する実測値の比較検討ができる。
７．音声取り込み用マイク
このマイクは、圧電コンデンサを使い音声を信号に変換している。
音 声 は 普 通 、 正 と 負 の 振 幅 を 持 つ 。 し か し 、 こ の ADM 内 蔵 の A/D 変 換 機 は 正 信 号 の み し か 処 理
で き な い 。 正 、 負 、 両 方 の 振 幅 の サ ン プ リ ン グ を 可 能 と す る た め に マ イ ク 出 力 に ３ [ V] の オ フ セ ッ ト
電 圧 を 加 え 、 正 の 信 号 の 幅 3 〜 6[ V ]、負の信号の幅 3 〜 0 [ V ]としている。図 3 に マ イ ク の 回 路 図を示す。
８．本システムの使用方法( 1 ) ADM
こ の シ ス テ ム の 電 源 は 、 AC ア ダ プ タ を コ ン セ ン ト に 指 し こ む こ と に よ り on になる。
ADM で行える処理は、( a ) 入 力 信 号 を サ ン プ リ ン グ し 、 内 蔵 の Memory に ス ト レ ー ジ( Measure )( b ) memory に ス ト レ ー ジ さ れ た 信 号 を memoey-out 端子 により出力 (Memory Out)( c ) memory に ス ト レ ー ジ さ れ た 信 号 を RS-232C 出力用端子により出力 (RS232C OUT)の３つである。括弧内は、図1における項目名である。
(a)の処理を行うときは、アナログ入力端子に電圧信号を入力する。音声は、目次項目7において説明された音声取り込み用マイクを使用する。サンプリング時間は20μから999秒まで設定可能である。
(b)の処理は memoey-out 端子からの信号をオシロスコープ等でモニターする。
(c)の処理は RS-232C 出力用端子に本システム付属の RS-232C 用ケーブルを使用し、パソコンに接続することで、パソコンとの通信が可能である。
それぞれの流れ図は、図 1 に示す通りである。
( 2 ) VB 版 解 析 ソ フ ト
本 論 文 添 付 の FD 内 の ア ナ ロ グ デ ー タ メ モ リ を VB の イ ン ス ト ー ル さ れ た パ ソ コ ン で 実 行 。 その後は、ソフト画面におけるコメントしたがって実行する。
こ の シ ス テ ム の 使 用 用 途 は 、 ( 1 ) に よ っ て 信 号 を 取 り 込 み 、 (2 ) に よ っ て そ の 信 号 を 解 析 す る と いうものである。
９．今後の課題本システムの仕様( 1 ) A/D 変 換 機 は 、 正 電 圧 の み 動 作 、 分 解 能 10 ビ ッ ト( 2 ) アナログ入力端子1本の２つにおいて課題が残る。
アナログ入力端子は 2 本使用し、 2 本で 1 つのアナログデータを処理する（ 1 本が正の入力信号、もう１本がマイクによって正電圧に変換された負の入力電圧である ）。これを PIC 内で処理することによってシステム全体でみると A/D 変換の 20 ビットの分解能カ実現できる。しかし、このままでは１つのワンチップマイコンで処理しているために、現在のままでは、実現サンプリング時間幅が 2 倍になってしまう。
実際に問題なのがサンプリング時間の中で一番時間を使っている A/D 変 換 機 で あ る 。そ こ で 、1つのワンチップマイコンで処理をするのではなく 2 つのマイコンを使って並列処理はできないだろう か 。 そ う す る こ と で 、 一 つ の マ イ コ ン の 処 理 （ こ こ で い え ば A/D 変 換 ） を 待 た ず に 演 算 で き る ので、効率がいいはずだ。

アナログデータメモリシステム
Ｖｅｒ．３
２０００年１２月１日

金野

今までのアナログデータメモリ（ＡＤＭ）のハード部と解析ソフトの両方を改良修正した。変更点は以下の通りである。
ハード部について（１ ）「 入 力 許 容 電 圧 範 囲 の 変 更 」
アナログデータメモリのハード部の信号入力段にＯＰアンプ回路を付加し、それまで許容信号入力電圧が０ｖ〜−５．０ｖであったのを、−２．５ｖ〜＋２．５ｖとし、±の入力信号を取り扱えるようにした。
（２ ）「 Ｒ Ｓ − ２ ３ ２ Ｃ ポ ー ト 端 子 の 変 更 」
前 ADM 装 置 で は 、 Ｒ Ｓ − ２ ３ ２ Ｃ ポ ー ト 端 子 に は ２ 線 の ピ ン ジ ャ ッ ク 端 子 を 用 い て い た が 、 こ れをＲＳ−２３２Ｃ専用端子でもある９ピンＤＢソケットとした。
（３ ）「 Ａ Ｄ Ｍ ハ ー ド 部 か ら パ ソ コ ン 側 へ 、 サ ン プ リ ン グ 時 間 数 値 と サ ン プ リ ン グ 時 間 単 位 を 測 定 デー タ に 先 立 っ て 送 信 す る よ う 、制 御 Ｉ Ｃ で あ る Ｐ Ｉ Ｃ １ ６ Ｃ ７ ５ ６ へ の 書 き 込 み プ ロ グ ラ ム を 変 更 」
サンプリング時間及び測定時間単位をＡＤＭ側からデータとともに送信することにしたので、パソコン側のプログラムで自動的にサンプリング時間を算出することができるようになり、グラフ表示の自動化が図れるようになった。
今 回 作 成 し た Ａ Ｄ Ｍ 装 置 名 は 「 ANALOG

DATAMEMORY

VER． ３ 」 と 銘 々 し て い る 。

パソコン側で実行する解析ソフトについて（１ ）「 ハ ー ド 部 の 変 更 に 伴 う 変 更 」
ハード部から新たにサンプリング時間数値、サンプリング時間単位表示値が測定データの送信に先立って、送信されることになったので、それに対する必要な変更を行った。
（２ ）「 グ ラ フ の 拡 大 モ ー ド の お け る バ グ の 除 去 」
グラフの部分拡大において、不正常な描写が行われる場合があることに気が付、このバグの除去を行った。
（３ ）「 グ ラ フ の 表 示 領 域 設 定 を 数 値 入 力 で も 可 能 と す る 」
前回までは、グラフの拡大は、マウスのドロップ＆アップでのみ行えたが、今回新たに、キーボードからの数値入力でも行えるようにした。これにより、簡単にすっきりした表示領域範囲を選べるようにした。

ＰＩＣに書き込んだ最新バージョンのアセンブラプログラム（マイクロチップ社純正アセンブラを使用 ）、 回 路 の 最 新 バ ー ジ ョ ン ・ パ タ ー ン 図 （ フ リ ー ソ フ ト Ｐ ｃ ｂ ｅ を 使 用 ）、 パ ソ コ ン 側 で 実 行 する最新の解析プログラム（ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃ版）などもダウンロードできますOP ア ン プ 用

0.1 μ+9 VinLM317outAd+9V

0.1 μ+5 V+ V (+6.0V)

7805
comin

0.1 μ

1.2k

out
0.1 μ5kVR+5V
100kVR0.1 μ+9VMAX635
6VFB+ Vs

OP ア ン プ 用
8-V (-6.0V)
10k

VREF-Vout LB131GLX

4570.1 μ202916MCLR Vdd AVdd

300 μH
3132
信号レベル

45k

3180.0V 〜+5.0V

6533

L F41234728

10kVR27

入力信号24-2.5 V 〜+2.5 V
オ フ セ ッ ト+1.25V

割り 込 み245k

315810k

6L F412

１０ ビ ット

750k
0.1μ115k

160.1μ2 4Vc c V +T1in

5C2-C2+5kAM D232
245k

3

1

T1out

6L F41258

AN3/RG0

7C1+C1-14 1V-30.1 μ0.1μ

14

RC3

AN4/ RF0
AN5/ RF1

RC1RC0AN8/ RF4

RG7

ＰＩＣ１７Ｃ７ ５６

RG5SG

９ ピ ンRS232C

435k
1

8

CS/CS1端 子 へ
1M メモ リ時

RE0〜3

RA1

RG0〜7

RB74755

RB556

RB457

RB3

RE3

空き 端 子
RA2

RA3

RG4
縦 の抵 抗

OSC1

LF412

横 の抵 抗OS C2

4k×10T EST

RB0Vss25
RF2/ AN6RD74RD6RD565RD47RD2RD1RD38 9105k×4IN7RD SG ER DR R S CD C S TD

25467183

専用ＲＳ２３２Ｃ ケーブルで接続する

1538
502k×10RB2644RA4

RS232C ソ ケ ット

539

RD0 〜7パソ コ ン 側９ ピ ン
2340

RC0〜75k
5k

67

INT/ RA026

ソ ケッ ト5k

66

RB0〜7RF3/ AN7TD

65

AN11/RF7RB659

64

RA5/T X1

RA0 〜5

RF0 〜748

DB7DB5DB6
1 2 3

RG6 41
２段 目の メモ リ の58 RB1

1513

RC4+5V54

Gnd

612

RC22260

RS11

アナ ログ 入 力端 子

モニ ター 出 力+5V5k

AN1/RG2

AN10/RF642R/W10AN2/RG1

AN9/RF5215k5kM1672-0A

RE0 RE1 RE261
RC762
RC6RC5 63

AN0/RG3235k

9E5k5k2リセ ット

100 μ5k5kＬＣＤ

１ ６ 文 字× ２ 行

100 μ

OU T

４ ×４ キ ー パ ッ ト

AVssRD0
1151
17363020MHz

ファ イル名

アナ ログメ モリ回 路図第 ３版

+5V
14Vdd

ＬＣＤ

１６ 文字×２行
E

R/ W
910V02k VR

12M1672-0A

Vss

13100 μDB7DB5DB3DB1DB0DB6DB4DB212 3
4 5 6
7 8RS1132

121314８ビ ット

RE0RE1RE2デー タ線

61RC762
RC6RC5 63RC4RC3RC2RC1RC0
RG7
RG5
RG6+5V

100 μ

Vd
21
I/ O72019641865

1766

1567

14340

読み出し ／書き込み39

チップ の選択
1M メ モ リ 時

41

I/ O6
I/O5
I/ O4
I/ O3
１Ｍ ビ ット Ｓ ＲＡ Ｍ

I/O2

HM628128ALP-5(DIP)

I/ O1
13 I/ O029
WE
22
CS/ CS1

４ Ｍ ビッ ト ＳＲ Ａ Ｍ
HM628512ALP-5(DIP)等

２段目 のメモリの4 Mメモリ 時
Q62Vcc16

CS /CS1 端 子 へ
1M メ モ リ 時
RA144134M メ モ リ 時
RE3RA311158RA4Q774HC4040
Q4Q3

RE SE TGndQ2CL OCKQ110RG4 38
O SC1CL OCK
1050RESE T=L 時 、
Ｈから ＬでO SC2TEST51カウン ト

20M HzVs s

1636RD46R D378RD2AVss

RD1 R D0910111130+5V

V cc
RES ET
Ｈでリセット

100 μ

Q10
Q9
Q8

Q6Q5Q4Q38OUT

Q12Q11Q717A18/NC

130

Q5Q8

474HC4040

Q2Gnd

Q13253163728

94

125

1523

1426

121327462738595610711912A17/CS2A16A15A14Ａ ／Ｄ 変換さ れた れたデ ータ は
１ ０ビ ットな ので 、同じ メモ リを ２段 で使用 する

A13A12A11

1M で はA10

１７ ビ ッ ト ア ド レス

A9４Ｍ で はA8A7１９ ビ ッ ト ア ド レス
３０ ピ ン は

A6

１Ｍ で は Ｈ に 固 定

A5４Ｍ で は Ａ １ ７ 入力

A4A3A2１ピ ン は１Ｍ で は 空 き
４Ｍ で は Ａ １ ８ 入力

A1A0Vs OE
16 24