Z+F IMAGER®5016 仕様表
レーザークラス
レーザービーム径
計測範囲
距離分解能
計測レート
リニアリティエラー
距離10m
25m
50m
100m
200m
視野角
水平方向角度分解能
垂直方向角度分解能
水平精度
垂直精度
回転速度
角度解像度
preview
lowmiddle
highsuper highultra highextremely high
コンペンセーター

レーザーシステム
クラス１~ 3.5 mm @ 1m / ~ 0.3 mrad (1/e2, half angle)
0.3m ～ 365m
0.1mm
Max. 1.1 million pixel/ 秒≦ 1 mm + 10 ppm/m
レンジノイズ黒色 ( 反射率 14%)灰色 （反射率 37%)
白色 （反射率 80％）0.30 mm rms
0.25 mm rms
0.20 mm rms
0.39 mm rms
0.28 mm rms
0.25 mm rms
0.8 mm rms
0.5 mm rms
0.3 mm rms
2.6 mm rms
1.1 mm rms
0.7 mm rms
9.6 mm rms
3.6 mm rms
1.7 mm rms
角度 測定ユニット
H 360° x V 320°
0.00018° (0.65 arcsec)
0.00026° (0.93 arcsec)
0.004° (14.4 arcsec) rms
0.004° (14.4 arcsec) rms
Max. 50 rps (3,000 rpm)
計測時間 解像度 ･ 点群品質別 (mmm:ss)
pixel/360°
lessnormalhighpremium
1,375
ー
0:28
ー
ー
2,750
0:26
0:56
1:52
ー
5,500
0:52
1:52
3:44
7:28
11,000
1:44
3:44
7:28
14:56
22,000
3:28
7:28
14:56
29:52
44,000ー
14:56
29:52
59:44
88,000ーーー
119:28
その他
解像度 : 0.001°計測精度 : +/- 0.5° 精度 : < 0.004° ダイナミック補正 on/off 選択可能
レーザー求心有り （レーザークラス２）内蔵ストレージ有り （128 GB SATA）
外部ストレージ
SD カード （128GB)
インターフェース
Micro D-Sub （PPS パルス、 オドメーター等用）

動作保証温度
保管保証温度
照度環境
湿度
スキャナー本体
バッテリー
撮影時間
パノラマ解像度
暗所撮影

標準構成品
・ 5016 スキャナ本体
・ 整準台
・ バッテリ 1 セット （2 個）・ 予備バッテリ 1 セット （2 個）・ イーサネットケーブル
・ AC 電源ケーブル一式
・ 車両電源ケーブル
・ 充電器
・ SD カード・ ソフトウェア LC SCOUT
・ キャリーケース※タブレット用パソコンについては別途ご購入下さい。

電源スキャナ―: 24 V DC, 電源ユニット : 100-240V AC / 12-24V DC
45 W ( スキャン時 ) / 75 W ( スキャン ･ バッテリー充電時 )５時間 （High/Normal 設定）
環境条件-10 ℃ … +45 ℃-20 ℃ ... +50 ℃
明暗に関わらず全ての条件下で使用可
結露がない事
重量と寸法
寸法 ： 150 x 258 x 328 mm 重量 ： 7.5Kg( バッテリー込み）
寸法 ： 150 x 80 x 45 mm 重量 ： 0.5Kg( バッテリー１個）
カメラ
標準モード 約 4:00 min （ファースト ･ モード 約 2:30 min)
約 80MPixcel
可 （LED ライト内蔵、 10M 距離まで可能）
内蔵センサー
GPS、 気圧計、 加速度計、 ジャイロ、 コンパス

※このカタログに記載の「標準価格」は税抜価格です。別途消費税を申し受けます。
※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになりよく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観･価格等は予告なく変更することがあります。
※製品の色及び写真は印刷物の為、実際の色とは若干異なることがあります。

Z+F IMAGER®5016

・ USB メモリスティック

Ethernet （1GB ethernet）
入力電源
電力消費量
バッテリー駆動時間

地上型3Dレーザスキャナ

オプション
・ 三脚
・ プロターゲット
・ ターゲット用架台
・ 専用バッグパック※詳細についてはお問い合わせ下さい。

※このカタログに記載のはめ込み画像などはイメージです。
※その他記載されている会社名及び商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。
※無断転載及び複写を禁じます。

ISO9001:2015認証取得

https://www.pentaxsurveying.com/ⓒ2022 TI アサヒ株式会社

カタログ No.395

橋のカラー化点群の事例

本体重量6.5kgと小型軽量！リアルタイムレジストレーション
LEDライト内蔵で夜間の計測にも最適地上型3Dレーザスキャナ

Z+F IMAGER®5016

LED ライト搭載
暗いところでも外部照明なしで撮影が可能

夜間やトンネル内でスキャンしながら、 リアルタイムレジストレーション
現場で確認！ 更なる業務の効率化！
①計測現場でスキャンを開始②スキャンをしながら同時にタブレットパソコンにて、・ 合成処理 ・ カラー化 ・ ノイズ処理をリアルタイムに行う③計測結果をその場で確認

メリット
・ オフィスでの作業を大幅に短縮
・ 現場での計測の漏れを防ぎます

真夜中のトンネル計測

古民家の計測中の様子

取得したカラー点群

LED ライトが点灯

文化財古民家の暗い屋内を計測

HDR カメラ内蔵
リアルな 3D カラー点群を取得
ひび割れの状態がリアルに再現されているカラー点群

立ち入り危険な場所や複雑な構造物の計測に最適！
主な使用事例・ 土工 ・ 舗装工
・ 災害調査・ トンネル計測

高精度かつ小型軽量を実現！本体重量は 6.5kg

・ 橋梁 ・ ダムの維持管理
・ 建築物モデリング

高精度・高スキャンレート

・ 遺跡調査・ 位相差方式 ・ 業界最高精度 1mm 以下。

・ プラントや工場のレイアウト等

業務の効率化・待機時間のノンストレス
・ 毎秒 100 万点の高速スキャン ・ 高速 Wi-Fi アンテナ内蔵。
・ 電源を入れて 30 秒後に計測開始。 待機時間のストレスも感じさせません。

計測範囲、高精度、低レンジノイズ
・ 最大計測範囲は半径 360m。 最短は半径 30cm。

コンパクトで多機能狭小な空間での作業・移動も容易
電子気泡管の表示

2 個の内蔵バッテリ

・ 1 スキャンで水平 360°× 垂直 320°の範囲を測定可能。
持ちやすい上下 2 つのグリップを装備

・≧1mm@50m と高精度で、 低レンジノイズ。

リアルなカラー点群
・ HDR カメラを内蔵、 ホワイトバランスも調整可能。

安全性・レーザクラス 1 （危険度の最低レベル） のため公共の場所で使用しても安全です。
タブレット

・ 災害現場等立ち入りにくい場所の計測にも最適です。

航空機搭載基準をクリア

SD カードスロット

ホットスワップ式

128GB の保存容量

5.7 インチタッチスクリーン

専用バックパック（オプション）