トータルステーション

X-100D
シリーズ

カメラ機能とAndroid™端末を搭載

カメラ機 能 ＋
A n droid ™ 端末
ダブル搭載のハイパフォーマンスモデル

X-100Dシリーズ

カメラ機能で作業性が飛躍的に向上。
トータルステーション本体にデジタルカメラ機能を内蔵。測定操作と連動した自動撮影が可能で、電子成果納品のデータ仕様に準拠した「CALSモード」も搭載しています。
固定焦点方式（基準被写体距離20ｍ）を採用していますので、約10ｍ～∞の範囲でほぼピントの合った撮影が可能です。

CALSモード搭載

事務所でポイントマーク

Android™端末で画像確認

現場写真のデータ整理がより簡便に撮影データには、座標値などの情報が自動的に付加されます。確かな作業記録として、より説得力のある成果納品が可能です。工事報告書などの書類作成に際しても、情報入力の労力やミスが大幅に削減できます。

現場で ライブビュー機能で視準作業をサポート

カメラレンズを通して画面に映し出されるリアルタイムの映像を見ながら、測定目標を捉えることが可能。スムーズな作業をサポートします。

測点名

属性

機械点名

方向角 観測値・座標※写真周囲に表示される情報は、撮影前の設定で非表示にすることも可能です。

現場で 計測直後の確認作業に便利

撮影データには、測点に十字マークを自動で追加。実際の風景と見比べながら、観測ポイントの確認作業が行えます。

測点をタップすると画像を表示

Android™端末で使い勝手が広がる。
正側の操作部として、着脱可能なAndroid™端末を採用。文字が見やすい4.7型のHD液晶画面を搭載し、拡大・縮小、移動といった操作が指先で直感的に行えます。Android™端末ならではの通信機能を活用すれば、現場とオフィス間での迅速な情報共有や快適な測設作業が可能です。
現場・オフィス間でスムーズにデータ共有

スマートフォンのテザリング機能、あるいは市販のSIMカードやWi-Fiルータを利用すれば、Android™端末から各社のクラウドサービスに直接アクセスが可能です。急な図面変更を要するなどの不測の事態に際しても、オフィスとスムーズにデータ共有が行えます。また、内蔵のメールアプリ（Gmailのみ）でデータの送受信も可能で、ノートPCは必要ありません。
※座標データのみ送受信可能。観測データは送信のみとなります。

※SIMカードをご使用の場合は、NTTドコモ社製、ソフトバンクnanoSIMを別途ご契約ください。

電子野帳機能搭載 専用アプリ「DC-7」

大きくて見やすい測距値表示に加えて、わかりやすいメニュー体系を採用。逆打ち測定やトラバース測定をはじめ、後方交会法、路線計算、路線測設、単回・対回観測、面積計算（座標法）、ST計算など、幅広い現場に対応できる充実の応用機能を搭載しています。

クラウドサービスをフル活用

本社

現場
クラウド
APA

SIMA
CSV
APA

観測データ

座標データ

JPEG
画像データ

※Google ドライブを使用の例

支社

現場事務所

測設作業を多彩な機能で強力サポート。
X-100Dシリーズは、カメラ機能とAndroid™端末の利点を生かし、現場に欠かせない測設作業の効率化に貢献する便利な機能を搭載。よりスムーズに、より快適に測設作業が行えます。
平面図で測設点を確認

ガイドライトで視準方向を確認

リスト表示に加えて、よに対する左右へのズレ方向によって、点滅の見え方が変化する緑と測設点は、従来の測点名

プリズムを持つ側からトータルステーションを見た際、測設ライン

P-3を選択した例り現場がイメージしや赤の2色のガイドライト（LED）を搭載しています。

すい平面図からも選択プリズムを持つ側から見たイメージが可能。確認作業も容易になりました。

右へ

ライブビュー画面と矢印イラストが切替可能な2種類の誘導画面
ライブビュー画面赤＞＞＞ 3ｍ以上
青＞＞
1m以上
緑＞
1m以内

矢印イラスト3ｍ以上

測設点の確認画面でカメラのアイコンを選択すると、ライブビューを活用した誘導画面を表示。大きな画面でリアルタイムにプリズムの位置が確認可能です。測設点までの距離に応じて赤・青・緑と色が変化する3色の矢印表示で、スムーズな誘導をサポートします。

ワイヤレスイヤホンで音声指示を受信

プリズム側がワイヤレスイヤホンを使用すれば、測設点までの移動距離や方向角、各種メッセージをトータルステーション本体から機械音声で送ることができます。無線機を用意したり、大きな声で直接指示を出したりする必要がありません。

リストからメッセージを選択！

リストからメッセージを選択して発信可能※ワイヤレスイヤホンの通信可能範囲はおよそ100ｍです。
（通信環境による）

測設ライン

左へ

3ｍ以内

測 設 点 の 確 認 画 面 で 金 づ ち と 杭 の ア イ コ ン を 選 択 す る と 、矢 印

イラストによる誘導画面を表示。測設点まで直感的に誘導できます。
測設点までの距離に応じて、画面表示が自動的に切り替わり、簡単に測設が可能です。

移動してください

移動してください前に�.�m、右に�.�m

前に�.�m、右に�.�m各種応用機能を内蔵

基準点測量から高精度な施工管理まで対応したソフトウェアを標準装備。対話形式のシンプルな操作体系です。
ZZ

X

点�（既知点）X

オフセット点�（既知点）

T�
T�
（後視点）

T�
（据替点）

T�
（機械点）

新設点（X, Y, Z）

Y

トラバース測定

後方交会法

EDM機構

光学系を改良し、スピーディーかつ高精度な測距作業を実現します。

ノンプリズム測距の場合
時間

X-100Dシリーズ
従来シリーズ

1.0秒

1.8秒※初回測距時精度

X-100Dシリーズ
従来シリーズ3mm5mm※距離2～100mの測距時

Y

ノンプリ最大500m

交通量の多い道路や立ち入りにくい場所でも、効率的な測定作業が可能です。

45％ 短縮！

m
リ500
ノンプ

ばらつきを60％ に抑制！

ノンプリ500m

レーザ求心で簡単設置

約17時間の連続使用※

より簡単な求心作業を実現します。

可能。ホットスワップにも対測点に向けて可視光レーザを照射。
2個のLi-ionバッテリが装着
応し、作業中でも電源を落と※オプションで光学求心に変更可能

すことなく、バッテリの交換

本体はIP56の防水・防塵設計が可能です。

※30秒に1回の測定の場合突然の雨でも機械内部への浸水

2個のLi-ionバッテリを防ぎます。

トリガーキー

機械高測定

後視点の高さ（Z座標）があれば、後視点の測距により、機械高を自動計算します。

望遠鏡から目を離さずに測距でき、作業効率の向上を実現します。

機械高
入力不要

後視点

レッドマーク機能

観測方向に赤いレーザ光を照射。位置の確認がしやすくなり、室内や屋外（日陰）での作業時に便利です。

路線計算

Bluetooth クラス1を標準装備
ワイヤレスでデータの受け渡し、Android™端末での操作も容易です。

トリガーキー仕様表 / 機種名
望遠鏡
倍率
対物有効径
分解力
視界
最短視準距離測距部※ 1 ※ 2
レーザ安全規格
ノンプリズム反射シート
１素子プリズム
測距範囲※ 3
３素子プリズム
ミニプリズム
2.0 ～ 100m
ノンプリズム 100 ～ 300m
測距精度
300m ～  
プリズム・反射シート

最小表示

測距時間※ 4
気象補正

初回測距
連続測距

X-105DNS

ノンプリズムプリズム・反射シート
ノンプリズムプリズム・反射シート

レッドマーク機能（ポインティング）トリガーキー
測角部
測角方式
検出方式
最小表示
測角精度
（標準偏差）JIS B 7912-3（ISO 17123-3）
準拠
微動ネジ方式その他
表示部（反側） 表示器
ガイドライト

自動傾斜補正装置

形式補正軸補正範囲

インターフェイス
気泡管感度
求心装置

主気泡管 ( 棒気泡管 )円形気泡管方式
光点径
求心精度

仕様表 / 機種名
その他
基盤部形式
防塵防水
使用温度範囲寸法（突起物を除く）
重量（バッテリ含む）
型番

X-105DNSc

30X
45mm（EDM45mm）
3″
1° 30（2.6％）′
1.0m

レッドマーク：クラス 2 測距時：クラス 3R
0.5m ～ 500m
1.5m ～ 600m
1.5m ～ 7000
（気象条件良好時：8000）m
1.5m ～ 8000
（気象条件良好時：9000）m
1.5m ～ 2500
（気象条件良好時：3000）m±（3+2ppm × D）
mm±（5+5ppm × D）
mm±（7+10ppm × D）
mm±（2+2ppm × D）
mm
通常測距：1mm または 0.1mm
高速測距：10mm
約 1.0 秒約 1.2 秒
約 0.8 秒
約 0.8 秒あり
（気温・気圧入力、ppm 値入力）
、なし 選択可
有有

内部
バッテリ
（着脱式）

電源

1 充電あたりの使用時間
充電時間

X-105DNS
着脱式

シフト式
IP56
（本体）
− 20℃～＋ 50℃
幅 190 ×高 341 ×長さ 195mm
5.8kg
5.6kg
BP07
Li-ion 7.4V 3350mAh 2 個標準装備
ホットスワップ対応※5
約 17 時間（30 秒に 1 回測定）
約 47.5 時間
1 個充電で約 2 時間
（2 個同時充電の場合は 4 時間）
2 級 A トータルステーション

連続測距
測角

国土地理院認定
デジタルカメラ部
焦点距離
光学系

f=25mm
約 10m ～∞
（固定焦点：基準被写体距離 20m）
撮影時・再生時とも：1 ×～ 8 ×
CMOS：8 メガピクセル、CMOS 1/4 インチ（有効画素数：8 メガピクセル）
自動 / 太陽光 / 曇天
− 2.0EV ～＋ 2.0EV（0.5EV ステップ）
100/200/400
JPEG（スチル画像）有Android ™ 本体メモリ
640 × 480：約 6000 枚
1280 × 960：約 1500 枚

焦点範囲

ズーム機能

センサー種類

カメラ部

ホワイトバランスEV
ISO 感度
ファイル形式レビューモード
記録媒体
画像最大記録枚数

アブソリュート・ロータリー・エンコーダ
H：両側検出 V：両側検出5″/1″ 選択可
5″1 スピードAndroid ™端末部※ 6
動作保証端末
使用用途
データ記録装置（内部メモリ）
防塵・防滴 / 防水ホワイトバックライト液晶
視認可能範囲：5°
中央誘導範囲：30′
静電容量型
1軸
補正範囲：± 3′
SD カードスロット、
ミニ USB ポート、
RS-232C
Bluetooth クラス 1
30″/2mm8′/2mm
レーザー光照射式
約 2mm≦± 0.5mm 以下（機械高 1.5m）

パナソニック FZ-N1 ※ 7
正側表示部として使用
16GB（プログラム領域含む）
IP66/68 準拠● 現場管理：現場選択、現場削除、データ出力（APA）● 観測/記録：測量情報入力、機械点情報入力、単回観測、対回観測、単回RL観測 ● 編集/検索● 条件設定：測点名重複確認、測点名処理設定● 現場管理：現場選択、現場削除、データ入出力（APA・SIMA・CSV）、
路線計算・選択、平面図確認、（既知点上、座標手入力 ● 観測/記録：機械点設置
後方交会法）、
座標測定、座標測設、路線測設、角度・距離測設、直接検測、間接検測、
幅杭測定、対辺測定、隅切計算、水準測定、REM測定 ●測量計算：ST計算、面積計算、4点交点計算、
3点1方向角計算、2点2方向角計算、
直線と円の交点計算、
円と円の交点計算、3点を通る円の中心計算、内外分点計算● 編集 / 検索● 条件設定：測点名重複確認、測点名処理設定、座標桁数設定、s/S 補正計算

基準点測量プログラム

応用機能

X-105DNSc

応用測量プログラム※1：ノンプリズムモードでの測距範囲・精度・時間は環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率により変化することがあります。また、ノンプリズムモードでの測距範囲は KODAK 社グレイカード（白）を基準としています。
（KODAK はイース
トマンコダック社の登録商標です） ※2：ペンタックス純正反射シートにおいて ※3：気象条件通常または良好とは次のような状態を基準としています。通常：視程が約20km でかげろうがわずかに出ていて、日差しが弱く、風が適度にあるとき。良好：視程が40km で雨上がりの曇った状態で、かげろうがなく、風が適度にあるとき。 ※4：測距時間は日中の良好な測量環境で測定した値です。プリズム測距の場合には距離（4000m 以上）
あるいは環境状況によって、またノンプリズム測距の場合には距離（300m 以上）
あるいは環境状況の変化や目標物の形状・面積・反射率によって、測距時間は長くなります。 ※5：EDM 省エネ設定が「あり」の場合。 ※6：Android ™、Google play、Google play ロゴは、Google LLC の商標です。 ※7：左記以外の端末による動作保証はいたしかねます。

標準構成品

・本体・バッテリ（BP07）×2・調整工具一式
・背負いベルト付き収納ケース
・レインカバー
・取扱説明書・安全カード、ステッカー
・保証書

・本体用充電器（BC05）一式・SDメモリーカード
・Bluetoothワイヤレスイヤホン（クラス1対応Bluetoothワイヤレスイヤホン）
・イヤホン充電用USBケーブル

オプション

ミニプリズムセット
MPU31

オプション（別売）
品 名バッテリ（1個）
ミニプリズムセット
エルボアイピース
棒コンパス※このカタログに記載された製品は、取扱説明書をお読みになり、よく理解された上で、正しくご使用ください。
※このカタログに記載の仕様・構成・外観などは予告なく変更することがあります。
※製品の色および写真は印刷物のため、実際の色とは若干異なることがあります。
※このカタログに記載のはめ込み画像などはイメージです。

※このカタログで使用および表示されている商標「PENTAX」またはその他のペンタックス製品の商品名は、HOYA株式会社から使用許諾を受けております。
※その他記載されている会社名および商品名、ロゴなどは各社の商標または登録商標です。
※無断転載および複写を禁じます。

取扱店
ISO����：����認証取得
https://www.pentaxsurveying.com/
本社 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4

TEL.048-793-0008（代）大 阪 出 張 所

TEL.06-6152-1282

国内営業グループ 〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野4-3-4
福 岡 出 張 所 〒819-0166 福岡県福岡市西区横浜1-25-27-202©2024 TIアサヒ株式会社

カタログNo. 430

TEL.048-793-0018

TEL.092-806-7685

エルボアイピース SB12型 番BP07
MPU31
SB12SC6