国立防災科学技術セソター研究報告第9号

1974年3月

550．34：681．3

電子計算機による強震記録の読み取り
渡辺一郎・勝山ヨシ子・尾崎容子・福井隆文
国立防災科学技術セソタr第3研究部

Digitizi11g

ofStrong−Motio皿E肌th叩ake

R㏄ordsby

Comp皿ter

By

I．W批a㎜be，Y．Kats㎜yama，E．Ozaki㎝dT．F皿kui

肋ガo〃〃肋60κんCθ〃θ7〃眺α8〃〃舳〃カo〃，τo砂o

Abstract
Recent1y，there

earthquake

quakes，especia11y

tion

with

a

comenient

p1amedby

Kanto

records

thetheToshafax，amagnetic

copiedtapeofprocessedfromby

theof

at

some

many

large

in

e血ortsrecords
wasstrong−motionoflarge

fornumber．And

whichbusinessthedangerplaces，thisearthquake

igurespopularwaxed

inpaper

the

so

as

which

earth−

digitiza−

reader

it

is

has

not

been

automatically

deve1oped

machinestainsandothermethods

andatablet−type

new

form

of

a

the

earthquake

seismogramof1ight

and

in

the

produces

treatments，suchdevices

re1atively

good

light
as

as

NRCDP

a

deve1oped，and

beof

this

fac・

di冊cu1t

the

get

dig・

on

the

are，afterofcurves

obtained
todevice．
andstoredshade丘gures

thearehave

tofigures，and

into

it

deviceonscannedtransformationbIurs．But，as

input

set
are

and

the

resultsisiswaveshade

modiication，etc．，converted

segments．And

without

theofcomputer．Next，thesetouse

madeverydevicevariouscircularlinearmms

thearea．Althoughfigures，namely，al1partsnates，themany

digitizing

stenci1paper．

photoe1ectrica11y

being

for

with

strong−motion

modifyingitizeddemands

confronted

been

are

input

on

ishaveanThen，the目South

theincreasedJapan

readerdigitize

The丘1m1．

thewithsimi1eof

inSMACwhen

topossible

arerecords，because

coordi−composedof

forthecases

such

good

mms，authorsarep1anning

igures．

的

現在，全国各地に約600台以上のSMAC型強震計が設置され，多くの強震記録がとられており，今後さらにSMAC型強震計を2，000台以上に増加しようという計画もある．これ
らの強震記録は，Strong・Motion

EarthquakeRecordsされて使用の便に供されている．

一11一

inJapanとしてまとめられ出版

国立防災科学技術セソター研究報告第9号！974年3月

しかし，強震動地震の性質を調べるためにも，構造物の耐震設計のための解析などに用いるときにも，記録紙上に描かれているだけでは不便であって，どうしても数値化する必要がある．特に南関東での大型の地震発生のおそれが増大していることもあり，強震記録を用いての各種解析の要求が多くなり，強震記録を大量に数値化する必要性が増大してきている．

そこで，いわゆるSMACリーダが開発され使用されている．しかし，このリーダでは横送り，すなわち時間軸の送りは白動的になされるが，縦方向の指示は人問が行なわなければならず，人間の労力は非常なものであり，大量の読み取り，数値化には適していない．

また，強震計そのものを電気式とし，数値化されたデータをデータレコーダを用いて磁気テープに記録しようという試みもなされているが，これはまだ試作の段階であり，さらにデータレコーダを用いるためにどうしても現在のものより高価となり，すべてのSMAC強震計を電気式に置きかえるまでには相当の目時を要するであろう．

このような状況をすこしでも改善するために，われわれは電子計算機とそれに接続した各種の入出力装置を用いて，できるだけ少ない人間の労力で数値化，ディジタル化を行なうことを考え，昭和47年3月ごろより研究に着手した．
2．読み取り方法の概略と結果
すでに報告したように（大村，1971），われわれはトーシャファックスを改造した図形読取装置を試作し，われわれの電子計算機TOSBAC−3400に接続している．強震記録の読み坂りもこの図形読取装置を用いることにした．すなわち図1のように原図を回転ドラムに装着し，光学系で走査してアナログ信号となった濃度差をAD変換器によってディジタル信号に変換して，電子計算機に入れようというわけである．全体の使用機器とその接続状況を図2に示す．

せん孔部

このようにディジタル化された信号は，読取部

走回転ドラム一一

単に記録紙全面の濃度差をあらわしている査

一・一一一一一一一一一一一方一一向にすぎないから，この後に地震波を一連の＿繋波としてつなげること，それに伴う記録の光学系送一）方向

カスレやノイズ的なシミに対する処置な図形読取装置A

図1図形読取装置の方式
磁気テープ

D変換器

T−3400蓄積管型ディスプレイ装置

DA変換器

L
タイプラ

タブレット型
図形入か装置

イタ装置

ペンレコーダ

高速印画装置

丁一40

図2使用機器の接続状況

一ユ2一

磁気テープ

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

ど，多くの処理を行なわなければならない．この処理の系列を示したのが図3である．各段階のくわしい説明は3項で述べることとし，ここでは概略の説明と現在得ら準術れている結果についてふれることとする．
読み取リ、記録（1）準備

強震記録紙はほとんどがろう紙であり，これをそのまNOチェック

ま図形読取装置に装着できないのでフィルム状にする．
O．K．

座標変換，円弧修jl｛

このとき図形読取装置の大きさの制限から一つの強震記
録を何枚かのフィルムに分ける必要がある．この場合，つなげるときのため若干重ならせておく．

榊泉化

ついで（5）で述べる図形読取装置の回転ムラ修正に水平修」F分1判された記録のつなぎ用いるため，適当な所（現在はタイマパルスの線から22cmの所）に直線を書きこんでおく．
（2）読み取り・記録・チェック

時問輔修正

フィルムを図形読取装置に装着し，濃度差を読み取りディジタル化して電子計算機の磁気テープに記録する．

平滑化

零点修正

ついで，正しく読まれているか，黒と白のバラソスはどうか，全体の位置関係はよいか，必要なものがすべて読まれているかなどをチェックするために，読み取ったものを，そのまま蓄積管型ディスプレイ装置あるいはファ

図3概略の干順

クシミリ方式の高速印画装置を用いて出力する．もし不具合があればもう一度読み直す．

（3）座標変換・円弧修正フィルムを図形読取装置に装着するときに，地震波が水平ではなく少し斜になることがある．この修正のための座標変換をしなければならない．また，強震記録計は円弧書きになっているので，記録紙に書かれている円弧印によって修正する．ただし，地震記録の振幅が小さい場合には，誤差は非常に少ないので処理時問を少なくするために円弧修正を行なわないことがある．

（4）曲線化

強震記録紙にはタイマパルス，EW，UD，NSが記録されており，さらに回転ムラ修正用の直線が加えられ，結局五つの線が記録されている．これらの線を一連の線としてつなぐ．

すなわち，これまでは記録紙全体の濃度差として二次元的なデータが磁気テープに記録されているのを，五つの一次元のデータ列とする．ノイズ的シミをのぞき，カスレている部分をつなぐわけである．

一13一

国立防災科学技術セソター研究報告第9号

1974年3月（5）水平修正（3）で述べた座標変換は，二次元的なデータを取り扱うので非常にやりにくい．そこで，これを省略し，そのかわり一連の線にした後，タイマの線の最初と最後をみて，それが水平になるように修正する便法も考慮した．

また図形読取装置のドラムには，どうしても回転ムラがあるので，これを修正しなければならない．（1）の段階でフィルムに引いた直線が水平になるように補正値をだし各曲線を修正する．

（6）

分割された記録のつなぎ分割された各フィルムについて，それぞれ以上の処理を行なった後，これをつなげる．これには，重ならせておいたタイマパルスの部分を手がかりにする．

もしフィルムにしたときに伸びがでているなら，ここで修正をする．

（7）時間軸修正と平滑化
強震記録計の記録紙の送りムラ，図形読取装置の読み取りヘッドの送りムラから，時間軸方向にも誤差が生ずる．この誤差は強震記録のタイマパルス（1秒ごと）をみて修正できる．
この補正をした後，補間により0．01秒ごとのデータにする．

この後，必要に応じ，重みつき移動平均をとって平滑化する．

（8）零点補正
強震記録計では円弧印の中央が零点であるということになっているが，どうしてもズレが生ずるので零点補正をしなければならない．その方法には種々のものがあるが，われわれは地震記録そのものからほぼ中央と思われる所をさがし，ここを零点とすることとした．

代表的な二つの強震記録を処理した結果を次に示そう．使用した強震記録のフィルムは図4．1，図4．2である．これを読み取り，そのまま高速印画装置により印画したものが図5．1，図5．2である．

この場合，座標変換と円弧修正を行なわず，ただちに一連の波としての曲線に直した．

図4．1に対する結果をペソレコーダによって出力したものが図6（1）である．図4．2の場
合は，あまりにもノイズ的なシミが多すぎて完全には曲線化できなかった．結果を図6（2）に示す．結果が非常にみだれている．

図6（1）（2）では，タイマパルスは水平でなく，フィルムに書かれた直線は回転ムラのためにうねっている．これを修正した結果が図7（1）（2）である．図7に対して時問軸修正を行なって，O．01秒ごとのデータにしたものを図示したのが図8（1）（2）である．
平滑化と零点補正，分割したもののつなぎについては図示を省略する．

一14一

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

図4．1

原図（フィルム）

一15

蛆跳

欝総︑．鶉

芦熟鱗祭舳繁︐ポ警︑

驚誰潔 籔︑一︐皿・烹
破蟹㍗讐舳㌻驚宗撚察︑怒纏湊鷲︷一簑彰災葦︑藪一．慧︑︑−

苓・．榊串．
︑機搬︑︑︑

一終一

一︑綴箪該窯籔一瀞．︑榊川

灘

蓬附︑葦議斐

議︐一︑1濠搬

−．

一幾籔1

鷲嚢綴・

烹擦−︐嚢︑．洪ゆ籔洲一

弟︐︑ −．蟷

︑繍

1祭擦蟻
灘蒸欝．・繁轟溝蟻欝

幾1．

沸

嚢一

図4．2原図（フィルム）

よ︐︑㍗

劣滅黒淳黒淳冷＾讐箏紺︑−榊察辮∵ワ淡︷−㌫蝋篶−蝋グ ︑ −一蓬︑蒙︑婦紅黙竈裏撫簿ザー−︑︑二繍蟻︑︑．︑霧−豪養雛︑︑繁鍾聾・繊粥︸．︒

㌣
甘添浴−
一ポ惑．

⁝ 一−一−嶋
甘慧﹂＝−

． 蝋

16

第g号 1974年3月
国立防災科学技術セソター研究報告電子計算機による強震言己録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

主■︑︑︐︑・繊︑灘．︐一︑．

︐ ﹂ 撒搬﹂珪︑崔⁝聖旺︐び︐頸欄洲

ヨ単国巳肚岬︑出ユ苦黎■

蛾U︷掴wポ伺凹巨肚矧︷炬

鱗︑︑︑︑

鰍裁苫

一．岨國睡︑︑一一咀︒

．瀧

咄＾壬織−

17

鱗

舳︑鱗︑舳︑潔︑︒

簸．﹂徽「榊欝綴綴驚繊．−鱗
繍

…

鱗撒一。

織一
鰯一灘

灘、

辞﹂

穰︑

1萎妻
一轟鍛丑三

岬祭．一 毒︑籔︑︒幾灘︑工簿榊議︑一由︒霧岬隷繁珪

重国匠心﹈軸蝋国冒剖矩N．岨国＾■︑1︑≡騨

18

1974年3月
第9号
国立防災科学技術セソター研究報告電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

図6曲線化後一19一

国立防災科学技術セソター研究報告第9号

1974年3月

鐵

鱗出1

図7

水平修正後

一20一

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井⁝工︐︑﹂護．

：

瀧一坦︑

圭

一婆籔灘灘鍵−︑鱗

繊
蓋︑

萎覇1

︷咄﹁﹂

21

甜鐵︐一

≡︸害＾⁝葺姜記＾

苗韻−撒・一1一嚢麟議籔

蓋︑

図8時間軸修正後

萎・

国立防災科学技術セソター研究報告第9号

1974年3月

3．処理の詳細と考察（1）準備

図形読坂装置に装着するものとしてフィルムを選んだのは，ひずみなどの誤差が少ないと思われたからである．しかし，これも注意深くしなければだめで，実際に記録を分割して二つ以上のフィルムにしたとき，地震記録の相対関係が1mmもずれたということもあるので注意しなければならない．

もっとも，記録を分割しなければならないのは，現在の図形読取装置の大きさからくる制限であるので，図形読取装置を改良する必要はあるであろう．現在の図形読取装置の有効面積は，図9のように26cm×35cmである．
分割したものをつなぐために，次のような準備をする．図10のような記録において，α線で切ったときには次のフィルムは6線からにする．すなわちタイマパルスが少なくとも一つ重なるようにする．また適当な所に図10のようにトソボ印を各フィルムの対応する所につけるのもよい．

また図形読坂装置のドラムの回転ムラ修正のため，図10のようにタイマパルスから22cmあるいは23cmの所に直線を書いておく．これも図形読坂装置を改良すれば良くなる点
ではあるが，この回転ムラをなくすのは原理的に非常に大変であるので，将来ともこの直線は必要なものであろう．

（2）読み取り・記録
図形読取装置のドラムの回転速度は300rpmであり，走査線密度すなわち読み取りヘッドの移動精度は0．1mmと0．05mmの二通りであるが，われわれはO．05mmを選び，1回転おきに読み取ることとした．移動精度をO．1mmとし毎回転ごと読み取ってもよいのであるが，図形読取装置の機構はラセン状読み取りなので，移動精度0．05mmの方が精度が良いことになる．（ただし，0．05mmの場合には読み取りに時間がかかるので，実際のプログラムは，どちらでも読めるようになっている．）￥タイマ︐iEW （35cm2223Cm

UD1，■NS

ライン■1〕a1〕a26cm
図9

図10記録の分割

図形読坂装置の有効面積

一22一電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

また，O．05mmで毎回転読み取ることもできるのであるが，われわれの電子計算機に接続されている磁気テrプ装置の入出力速度が遅く，せっかく早い速度で読み取ってもそれをすべて磁気テープに記録できないので，一回転おきにしたのである．

回転方向の読み取りは約0．1mmで，2回転分の読み取りデータを1レコードとして磁気テープに記録する．タイマパルスはパルスとしてではなく，パルス状をした一つの波として，他のものと同じように読み取る．

なお，260mmを0．05mmの移動精度で動かすのであるから，1枚分を読み取るのに，60s・260mm／（300rpm・0．05mm）＝1040s，すなわち約17分かかることになる，（3）

読み取リのチェック

読み取ったものをチェックするための出力装置として，現在われわれはファクシミリ方式の高速印画装置と蓄積管型ディスプレイ装置の二つを持っている．

蓄積管型ディスプレイ装置はDA変換器を介してTOSBAC・3400に接続されており，画面の必要な所の輝度を上げることにより，たとえば磁気テープに記録されている波を表示することができる．高速印画装置はミニコンピュータTOSBAC−40に接続されていて，TOSBAC−3400の磁気テープ装置により記録された磁気テープをTOSBAC・40に装着して印画する．

高速印画装置は印画されたものを保存しておきたいときに用い，蓄積管型ディスプレイ装置はモニタ的に表示してチェックするときに用いる．いずれの装置に対しても，一部だけを拡大して印画，表示するプ1コグラムが用意されている．

後述するように，曲線化の出発点を求めるとき，あるいはノイズ的なシミのため線がみだ

れているとき，蓄積管型ディスプレイ装置に一部を出力してみてその場所をさがすことを行なう．このように人間が行なえば非常に容易であるのに電子計算機にとっては非常に負担がかかるものは人問が行ない，電子計算機はその得意とすることだけを行なう，という考え方は非常に大切な考え方であり，このために蓄積管型ディスプレイ装置は重要な役割をはたす．

高速印画装置による印画例は図5．1，因5．2に示した．蓄積管型ディスプレイ装置による出力例を図11に示す．（1）は読み坂ったものをそのまま（ただし縮尺して）出力したもの，（2）は曲線化したものである．

（4）座標変換，円弧修正
磁気テープに記録されているものから最初の方と最後の方を取り出し，そのタイマパルスの部分を調べ，図12のように距離を求め，その差からθを出し，
ひ＝オ

チ＝cosθ一ゴsinθ，Sinθ十ヅCOSθ，という式を用いて座標変換をする．オは時間軸（横軸），μは回転方向（縦軸）である．

次に記録の最初にある円弧状の線の部分（図13）を取り出し，これが垂直線になるように左座標の補正値を求め，その量だけ読み取りの各点のオ座標を修正する．（ひ座標はそのまま

一23一国立防災科学技術セソター研究報告

第9号

（1）

1974年3月（2）

図11蓄積管型ディスプレイ装置による表示例
補正幅

E，V〃2

ψ1

タイマ

図12座標変換

図13

円弧修正で変えない．）

この段階で磁気テープに記録されているものは，単に二次元的な濃淡のデータであるので，タイマパルスや円弧図形を取り出したり，その位置を定めたりするのは非常にむずかしい．そこで，できるだけこれらの処理をしないですむように工夫すべきである．

まず，ここでの座標変換は円弧修正を行なうために必要なのである．なぜなら図形読取装置で読み取る時の送り方向と強震記録紙の送り方向とが平行でなければ正しい円弧修正ができないからである．

また，円弧修正は強震記録が円弧書きであるために行なうものである．したがって，記録の振幅が大きくなければ修正の必要はないことになる．われわれは円弧図形の中心からみて5mm以内に波がはいっているときには円弧修正を行なわないことにした．（したがって，こ一24一

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井のときには座標変換もしない．）なお，円弧修正をこの段階で行なわなければならない理由については後述する．

（5）曲線

化

いま一つの曲線上の二つの点｛η（τ），サ｝，｛μ（f−1），（チー1）｝がわかっているとき，これに続く曲線上の点｛μ（τ十1），（チ十1）｝を求めるには次のようにする．

磁気テrプに記録してある時間（≠十1）のデータをみて，そのうちγ（τ）十｛μ（τ）一ひ（≠一1）｝
一εとひ（）十｛ひ（f）一η（チー1）｝十εの間の点の濃度を調べ，その中でもっとも濃度の大きい点を新しい点｛ひ（チ十1），（≠十1）｝とする．

ただし，このときの最大の濃度がある値δ以下であれば，εより大きいε他（）一ひ（一1）｝一ε1とμ（オ）十｛ひ（オ）一μ（チー1）｝十εをとり，η（）十の間を調べ濃度のもっとも大きい点をさがし，その点を｛4（τ十1），（τ十1）｝とする．

このようにしても最大の濃度がδ以下であれぱ，線がつながっていないと判定し（すなわ
ちカスレがあるとし），ひ（τ十1）：ひ（なお，ε，ε）としてしまう．

，δなどの値はフィルムや，曲線の状態，図形読取装置で読み取ったときのレベルなどを考慮し，曲線化のプログラムのパラメータとして与える．またタイマパルスも連続した一つの波として処理する．
｛μ（オ），｝の二つの出発値をプログラムによりさがすこともできないわけではないが非常に大変なので，われわれは次の二つの方法をとることにした．

（i）

フィルム上で出発のひの値を測って，曲線化のプログラムのパラメータとして与える．

（ii）磁気テープに記録されている各波の最初の部分を蓄積管型ディスプレイ装置に拡大して表示し，タイプライタ装置からマーカ位置を指定しながらマーカを出発値の所へ持ってゆくことによって出発値を定める．（このやり方でマーカが出発値の所へ位置した状態を示したのが図14である．輝度が少し大であるものがマーカである．）

ここで円弧修正についてふれる必要がある．実は，われわれが曲線化の方法として上記の方法を選んだので，円弧修正を先に行なわなければならなくなったのである．円弧書きということは，極端に書けば図15のようになっていることである．したがって円弧修正をしな
いと，われわれの方法では，オ＝あにおいてCではなくDを選ぶ可能性が強いのである．
さて，この曲線化の処理が強震記録ディジタル化の心臓部である．とにかく曲線化してしまえば，電子計算機によっていろいろな便利な処理を行なうことができるからである．そして，前の処理も，後の処理も，この曲線化処理をスムースにするためのものと言ってもよいくらいである．

そこで，この曲線化のためのプログラム，方法を上記のものよりもっと複雑にして，よく読めるようにしようという考え方がでてくる．しかし，問題はシミやカスレにあるのであ一25一

国立防災科学技術セソター研究報告第9号．

1974年3月●111・11・．

．
・．

l．

」■・・」

C1三王石了｝｝
1l1IAIlIll・
11■
1ltO
図141一る．われわれの方法においても，δ，ε，εI．
・l1l
1

11t，
図15

マーカによる出発値の指定

．

．

・1，t2

円弧書きを大きくすればシミをひろってしまい，小さくすればカスレが多くなってしまう．どんなに曲線化のプログラムや方法を複雑に，精密にしても，このようなシミやカスレの事情は変わらないのである．

（6）水平修正
ここではフィルムが図形読取装置に斜に装着された場合の修正と，図形読取装置の回転ムラの修正を行なう．

斜に装着されると図16のような状態になる．したがって（4）の座標変換のときと同じよ
うに，〆＝COSθ十ηSinθ，

砂1＝一τSinθ十ひCOSθ，という変換をすればよい．しかしθは非常に小さいし，μ＝ク十〃。で各波に影響するのはクであり，しかもクはノ」・さいから，cosθ≒1，クsinθ≒Oとしてよく，したがって，〆＝μ十μ0Sinθ，＝η一チSinθ，という変換で近似することにした．θはタイマパルスの記録の最初と最後をみて，その差（図16のα一6）から求めればよい．（もちろん，この修正は（4）の座標変換を行なったときには必要ない．）

回転ムラの修正のためには，タイマパルスから22cmあるいは23cmの所にひいた直線
一26一

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

丁y
↑…一．

一

δ一11

α……

／1冒・・

㌧

補正値．

㈹

図17tの読み取り記録の移動平均をとり，その移動t

図16水平修正

回転ムラ修正平均値から図17のような補正値を求め，各地震波記録のひ座標を補正する．現在63個の移動平均をとっている．

（7）

分割された記録のつなぎ

地震記録を2枚以上のフィルムに分割したとき，取り扱いが悪いと，各フィルムの地震の相対位置がずれてしまうことが，まれではあるがある．この修正は現在のところつなぎの所が一致するように定数を加えることによって行なっている．
（8）

タイマパルスの検出

これまでタイマパルスは一つの波として坂り扱われていた．時間軸修正のためには，タイマパルスを検出しなければならない．その方法は次のようにした．

タイマの記録をτ（4）とする．T（6）の〃個の移動平均をとりこれをT1（ク）とする．〃はパルスの幅より大きくする（現在30個）．τ（ゴ）の値の標準偏差をδ。としたとき，次の三つの条件のすべてを満足すれば，そのゴ番目の所はタイマパルスであるとする．
（i）T（6）一丁（ゴ）＞w・δ。，

88（ii）Στ（ゴ十プ）一ΣT（クーブ）＞K・δ・，
ゴ＝1

ゴ＝1

工（iii）π｛τ（ク十ブ）一τ（1）一W・δτ｝＞0．

ゴ＝1

ここでW，S，Kなどは，あらかじめ定めておく（現在S，Kは10程度，Wは1程度としている）．工はパルス幅程度で，現在は7としている．

なお，どんなに時間軸方向にずれがでても1割も変化することはないであろうから，パルスがみつかれば，その後0．8秒は上記の操作を行なわずパルスをさがさないことにした．

（9）時間軸の修正検出された秒単位のタでマパルスを用い，線形補間でO．01秒ごとのデータを求めた．ただし，強震記録計が動き始める最初の所は，強震計の紙送りが遅れることがあるので二次補間を行なった．

一27一

国立防災科学技術センター研究報告
（10）

平滑

第9号

1974年3月

イヒ

必要があれば重みつき移動平均をとって平滑化を行なうのであるが，どのような重みで，どのように平均をとるかは，その結果をどのような目的に用いるかで異なるべきものである．したがって，通常はこのような平滑化は行なわない方がよいと思われる．（もとにもどすことはできないのであるから．）（11）零点補正
この補正も結果のディジタル記録をどのような目的に使うかによって，やり方が異なるべきものである．たとえば最大振幅を知りたいのであれぱ零点補正は必要でない．われわれは記録の中央と思われる所をさがす方法をとっているが，もし地震が片振れしているならば，この方法はよくないことになる．したがって，通常はこの零点補正も行なわない方がよいと思われる．

4．問題点と対策（1）

シミ，カスレ

なんといってもこれが最大の間題点である．フィルムなどにするとき，現在のろう紙を使っているかぎり，どんなに注意しても，少なくとも図4．1程度のシミがでると考えなければならない．これに対する処置は前述したように現在の道具，機器を使っているかぎり非常に困難である．

われわれが行なうとしていることは，いわゆる「パターソ認識」であって，現在の電子計算機のもっとも不得意とする所である．一方，人間はこのような認識をもっとも得意とする．そこで，不得意とする所で苦労するのをやめて，その部分を人間に判断させようという考え方がでてくる．

われわれは近い将来，タブレット型図形入力装置をTOSBAC−3400に接続する計画を持っている．この図形入力装置は多重にループが通ったタブレット状のもので，図18のようにペソの先端から磁力線をだし，その磁力線とループが交差する方向により，ペソが指示しているX座標，γ座標を読み板ろうというものである．
このタブレット型図形入力装置を使うことにより，シミやカスレに対して，たとえば次のように処置できる．

（i）

まず図形読I反装置により，濃淡図形として電子計算機にいれる．

（ii）

フィルムを図形入力装置のタブレット上に置き，その地震記録を蓄積管型ディスプレイ装置に表示し，ペンでシミやカスレの部分を指示して，電子計算機に入れる．

（iii）入れられた情報を用いて濃淡図形を修正し，結果を蓄積管型ディスプレイ装置に表示して確認する．

このような操作を一つの連続した曲線になった後においても行なうことができ，さらによ一28一

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・禍井

（、）

（b）

もちろん，このような方法は人間の労力を図18図形入力装置の原理増大させる．われわれは実際にタブレット型図形入力装置を使用してみて，その労力の増大がどの程度であるか，労力を軽滅する工夫がないかなどを今後考えてゆきたい．

（2）波形の定着化

現在の強震記録計の記録紙はほとんどろう紙であり，SMACリrダにしろ，われわれの図形読取装置にしろ，そのままでは使えないので，なんらかの定着化を行なわなければならない．

この処理は忘れられがちであるが本質的に重要な間題である．ここで大きな誤差があれば，後の処理をいかに精密に行なってもほとんど意味がないからである．

また，シミやカスレが多ければ，SMACリーダで読むときにも非常に苦労しなければならない．図19のようなシミがあれば，どのようにしても誤差少なく読むことはできないであろう．シミやカスレが少なく，しかも仲びやひずみの少ない定着化の方法の開発が望まれるのである．

（3）

図形読取装置

われわれが使用している図形読取装置は，第一次試作品というべきものである．したがって，すでに述べたように次のような問題点を持っている．
（i）有効面が小さい．
（ii）

回転ムラがある．

（iii）読み取りヘッドの動きにムラがある．
（iV）

フィルムを装着するとき斜になる．

われわれは，これらの欠点をできるだけ解決すべく，新しい図形読坂装置を製作したいと考えている．

しかし，上記の間題点を完全になくすことはできないということに注意しなければならな

い．3項に述べた諸手続は今後も必要なことである．そして，このような手続によって，これらの問題点に十分に対処できるということも忘れてはならない．したがって，（1）や（2）の問題にくらべて，図形読取装置の問題点の比重は小さい．

ただ，回転ムラがあまりに大きいと，円弧修正や水平修正などに大きな誤差をもたらすので，回転ムラはできるだけ小さくしなければならない．回転ムラが大きいときには，その補

一29一

国立防災科学技術セソター研究轍告第9号

1974年3月

正を濃淡図形のまま，まず最初に行なわなければならず非常に大変である．われわれは回転ムラがそれほど大きくないという想定で，簡便な方法をとったのである．

5．標準化

強震記録をディジタル化して記録する目的の一つは，それをいろいろな機関が相互に使えるようにすることである．そのためには記録が標準化されていなければならない．しかし標準化してしまうと新しい発展を阻害する面もあり，特に開発の進んでいない分野では，r標準化」はr両双の剣」である．

強震記録のディジタル化は問題も多く，今後その方法など開発の余地を多く残しているので，標準化の必要性が大きいにもかかわらず安易に標準化について論ずることはできない．
そこで，ここでは現段階で標準化について特に注意する点だけを述べることにする．
（i）

ディジタル記録はできるだけ加工しないで生の形にする、ディジタル記録を相互にいろいろな目的に利用しあうといっても，まだその使用目的が完全に確立しているとはいえない．しかも，その使用目的によって記録の加工の仕方も異なるであろう．したがって現段階では，できるだけ生の形で記録しておき，利用する人が目的に応じて加工するというのがよいと思われる．電子計算機の磁気テrプなどにディジタル記録してあれば，それをいろいろと加工するのは比較的容易であるし，一方ある加工をしてしまうと，もとにもどすことができなくなってしまうからである．

われわれの方法についていえば，すでに述べたように，少なくとも平滑化と零点補正は，この観点から行なわない方がよいことになる．

（ii）各種の加工のために必要な情報を，もらさずに付記しておく．

生の形で記録しておくのであるから，加工するための情報がなければならない．われわれの方法についていえば，ひの座標と記録紙の幅，長さとの関係，記録紙の幅とGa1との関係，記録紙上の円弧図形の中心の座標などである．これらの情報は，たとえば磁気テープのはじめに記録しておけばよい．

（iii）できるだけ多くの電子計算機で処理できる形にする．

電子計算機で処理することを前提とするならぱ，磁気テープの記録方式の標準化は現段階での重要な問題である．IRG（記録（レコード）と記録の間のギャップ）の長さや記録の終わり（endofrecord，EOR；endof丘1e，EOF），パリティチェックの方式を定めるのはもちろんであり，記録密度も特殊なものは避けたい．一方，記録のコードを標準化する必要はほとんどない．電子計算機のプ1コグラムを用いてどのようにも変換できるからである．（ただし，あまり特殊な記号，￥など，を用いるのは避けたい．）

忘れられがちであるが重要なのは，記録の長さ，すなわちIRGとIRGの間の長さである．これを安易に標準化すべきでない．もし，あまりに長すぎると主記憶容量の非常に小さ一30一

電子計算機による強震記録の読み取り一渡辺・勝山・尾崎・福井

い電子計算機では処理できなくなる．逆に，短くすると一巻の磁気テープに収納できる情報の量が極端にすくなくなってしまうからである．

われわれは，この長さを8，oooとしているが，記憶容量が16，384語（24bit／1語）であるわれわれの電子計算機で十分に処理できる．現状では短くなるのを恐れるべきであろう．

たとえばFORTRANのようなコソパイラ言語を用いて記録すると，この長さは80程度になってしまうのである．

6．あとがき
図形読取装置，蓄積管型ディスプレイ装置，高速印画装置などの入出力装置を効果的に使用して，強震記録をディジタル的に読み取り記録することについての，われわれの開発と経
験は緒についたぱかりであるが，ひとくぎりの，それなりの成果を得たので，ここに第一報として報告するものである．

今までの地道に積み上げられた経験から，タブレヅト型図形入力装置を使用しようというアイデアが生まれた．今後この入力装置を加えて，その使用経験を積み，強震記録のより効果的な読み取り方法を開発してゆきたい．この過程で，さらに別種の入出力装置のアイデアが生まれるものと思う．

この研究について終始懇切な御指導をいただいた当国立防災科学技術セソター菅原正已所長，また強震記録のフィルムなどの資料を用意して下さった当セソター企画課資料調査室に深く感謝したい．

参考文献
1）大村一夫（1971）：図形読坂装置の試作および応用例．国立防災科学技術セソター研究報告，第7号，23−34．
（1973年4月13日

一31一

原稿受理）