コンクリート水分温度測定記録装置 CMLG1611-01（WEB サーバー経由データ回収版＆SD カードによるデータ回収版）

W コンクリート水分測定記録
コンクリート水分測定記録（CMLG1611CMLG1611-01）
01）
取扱説明書
Rev 10 2016 年 1１月

DDS 制御ロガー部

３G ドングル
ネットワークコントローラ

熱電対 32CH 変換器
16CH＊2 台センサー切替器

ロガー操作部

ワンタッチ挿抜端子台３２CH
電池
株式会社 シーエス特機
http://www.cstokki.co.jp
e-mail:info@cstokki.co.jp
気象水文センサー 特注電子機器 開発設計製造販売

本社
東京事務所

〒065-0024 札幌市東区北 24 条東 8 丁目 3-25
TEL：011-748-1322 FAX:011-748-1323〒206-0035 東京都多摩市唐木田 1-30-17
TEL 042-339-7022 FAX 042-339-7023

ソーラ充電制御１．概要 ................................................................
................................................................................................
..............................................................................................
.............................................................. 3水分測定部：................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
..................................................... 3温度測定部：................................................................
................................................................................................
.....................................................................................
..................................................... 3記録部： ................................................................
................................................................................................
...........................................................................................
........................................................... 3２．操作説明 ................................................................
................................................................................................
........................................................................................
........................................................ 4２－１ 水分センサーの接続、 ................................................................
.........................................................................................
......................................................... 4
２－２ 熱電対センサーの接続 ................................................................
.........................................................................................
......................................................... 4２－３ 電源の接続 ................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 5
２－４ 記録開始と停止操作 ................................................................
.............................................................................................
............................................................. 6
２－５ インターバルの設定（INTERVAL
インターバルの設定（INTERVAL SET？）
SET？） ......................................................
...................................................... 7２－６測定周波数のの設定（FREQUENCY
２－６測定周波数のの設定（FREQUENCY SET？）
SET？） .....................................................
..................................................... 8
２－７ 最大測定チャンネル数の設定（MX_MAXCH
最大測定チャンネル数の設定（MX_MAXCH SET？）
SET？） ......................................
...................................... 9
２－８ RTC 時刻合わせ（RTC
時刻合わせ（RTC TIME EDIT?）
EDIT?） .............................................................
............................................................. 10
２－９ SD カードのチェック方法（カードのチェック方法（SDのチェック方法（SD CARD CHECK?）CHECK?） ............................................
............................................ 11２－１０ 操作中のタイムアウト時間の設定変更 ............................................................
............................................................ 12３ 電源及び内部電池 ................................................................
................................................................................................
........................................................................
........................................ 13３－１ 電源と消費電流................................................................
................................................................................................
..................................................................
.................................. 13
WEB サーバー経由でのデータ回収タイプ： ....................................................................13
SD カードによる手動データ回収タイプ： ........................................................................13３－２ 時計用電池交換（RTC
時計用電池交換（RTC 用） ................................................................
...............................................................................
............................................... 14

４ 記録データの回収 ................................................................
................................................................................................
........................................................................
........................................ 15４－１ WEB サーバ経由でのデータ回収手順 ................................................................
....................................................................
.................................... 15４－１－１ HTTP ウェブページからのデータ回収手順 .................................................15４－１－２ FTP 経由のデータ回収手順 .........................................................................17４－１－３ ファイルの表示例 ........................................................................................20４－２ SD カードからのデータ回収手順 ................................................................
.........................................................................
......................................... 22４－３ 測定中の SD カードの交換 ................................................................
..................................................................................
.................................................. 23
４－３－１ SD カードの選択 フォーマットについて ....................................................23５．仕様 ................................................................
................................................................................................
............................................................................................
............................................................ 24
６．製品保証規定 ................................................................
................................................................................................
...............................................................................
............................................... 24

2

１．概要
コンクリート水分 32CH 及び T 型熱電対温度 32CH 測定可能な装置です
データを WEB サーバーにアップし事務所からデータを回収可能です

水分測定部：
正弦波駆動によりセンサーの抵抗値を測定します（交番電界法）
測定範囲：100Ωから 1MΩまで
精度（200Ωから 200KΩ）：3％以下
精度（上記範囲外）：10％以内
測定周波数：50Hz、100Hz,1KHz から選択チャンネル数：最大 32CH

温度測定部：
熱電対：T 型熱電対
測定範囲：±200℃（本体部；-20℃から 40℃）
精度：±0.5℃以下

記録部：
記録保存メディア：マイクロ SD カード（FAT32 対応４G 以上に対応）
インターバル：1min、5min、10min、30min, 60min
電源：12V 7.2AH 電池にて６ヶ月以上の連続測定が可能
操作：LCD 表示とパネルスイッチによる

3

２．操作説明２－１ 水分センサーの接続、端子台外観図左から 1CH,2CH…. 32CH
2 ポート／各 CH 毎挿抜可能

当社社内動作検査時のダミ－抵抗（使用時は外して下さい）

端子番号：１：CH1 センサーを接続
端子番号：２：CH２センサーを接続．．．
端子番号：32：CH３２センサーを接続

２－２

MPX16 は単体で 16CH
2 台で 32CH をカバー
（手前が CH1..16 奥が CH17..32 の切替に使用）

熱電対センサーの接続

接続方法（バネ式固定）
ノブを小ドライバーで押し下げ押し下げたまま
ノブ押し下げリード線を奥まで押し込みます
その後ドライバーを離します
単線の熱電対を推奨します
先端部長めにすると接続作業が効率的です
各熱電対センサーを右図のように32CH 分接続します
下段：左から CH1..CH8
下から 2 段目：左から CH9..CH16
3 段目：左から CH17..CH24
最上段 4 段目：左から CH25..CH32
4

２－３ 電源の接続測定開始前に１：電池の＋側を接続します
２：ソーラパネルからのソーラパネル＋ソーラパネル＋を赤丸側に接続
赤丸側に接続―側をー側に接続

１：電池の＋側を接続します5

２－４ 記録開始と停止操作

REC/STOPスイッチ

RDISPLAY
スイッチ＜記録動作の記録動作の開始/開始/停止操作＞
停止操作＞「REC／ＳＴＯＰ
REC／ＳＴＯＰ」／ＳＴＯＰ」スイッチの長押スイッチの長押しにて長押しにて＜記録動作開始方法：
記録動作開始方法：（現在停止中の現在停止中の場合）
場合）＜動作状態の動作状態の確認表示＞
確認表示＞「DISPLAYDISPLAY」
DISPLAY スイッチをオンでＳＴＡＲＴ？を点滅表示しそのまま長押しにてＳＴＡＲＴ？
REC：ＲＵＮ
REC：ＲＵＮが表示するまで長押しします：ＲＵＮ
上段：インターバル１0 分

現在の動作状態を表示します＜すでに記録動作中（記録開始後）なら＞

上段：IVL 60MIN インターバル 60 分の意味
下段：REC:RUN 測定記録動作中の意味と現在時刻を繰り返し表します

REC:RUN 記録開始した
記録開始した＜記録動作停止中なら＞現在の設定値を表示します
上段：IVL 30MIN インターバル 30 分の意味
下段：FRQ:100HZ 測定周波数１００Hz の意味とさらにスイッチを押すと現在時刻を表示します＜記録動作停止方法：
記録動作停止方法：（現在記録動作中の現在記録動作中の場合）場合）ＳＴＯＰ？を点滅表示しそのまま長押しにて
ＰＲＥ：ＯＦＦが表示するまで長押しします
ＰＲＥ：ＯＦＦ

REC:STOP 記録停止した
記録停止した6

２－５ インターバルの設定（INTERVAL
インターバルの設定（SET？
？）

インターバル（測定間隔）の設定のための操作方法は下記となります（開始前の注意：すでに記録動作中にある場合は自動記録の解除操作してから行います、解除方法 「REC/STOP
REC/STOP」スイッチの長押しにて停止して下さい）
REC/STOP「SETUPSETUP」スイッチを押す毎にセットアップメニュが順次現れます
SETUP
下記メニュから INTERVAL SET?を選択し設定します

１：[INTERVAL[INTERVAL SET?] インターバルの設定を行います
設定値は 1 分、5 分 10 分，30 分、60 分から選択します
ここでは自動記録時の繰り返し測定の為の測定間隔の指定を行います
２：[FREQUNCYSET?]
測定に使用する周波数を選択します
50Hz,100Hz,1KHz から選択します

３：[MX_MAXCH SET?] 測定に使用する最大のチャンネル数（最大のセンサー数）を設定します
32CH まで設定可能
４：[RTC TIME EDIT?]

内部時計を合わせます
５：[SDCARDCHECK?]
SD カードをチェックします

６：[TIME OUTSET?]操作 LCD の表示のタイムアウトの設定を行います＜インターバルの設定手順＞
１： 「SETUP
SETUP」スイッチを押し、本機を起動します
SETUP（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎に
SETUP
LCD 表示に下記が繰り返し表示されます[INTEVAL SET？
SET？][FREQUENCY SET？][MX_MAXCH SET？][RTC_TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ][TIME OUT SET？][CANCEL EXIT? ]INTERVAL SET？
３：「INTERVAL
SET？」を選択し表示中に「ＵＰ
ＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
現在設定が表示されます（1 分の場合）
４：さらに続けて「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すとＵＰ
DOWN
１MIN 10MIN．．60MIN と候補が表示されます

希望の設定値のところで「SETUPSETUP」スイッチを押すとSETUP
例えば 60MIN 設定では「SET60MIN
SET60MIN」と点滅表示さ
SET60MIN
れ設定が完了します
５：通常の測定値の表示に戻ります
このまま無操作放置すると自動的に本機は電源 OFFになります（電源 OFF までのタイムアウトの設定は２－９項
２－９項
モニタ中のタイムアウト時間の設定変更を参照下さい）

7

２－６測定周波数のの設定（FREQUENCY
SET？
？）
２－６測定周波数のの設定（＜測定周波数の設定手順＞
１：「DISPLAYDISPLAY」スイッチを押し、本機を起動します
DISPLAY（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎に
SETUP
LCD 表示に下記が繰り返し表示されます「INTEVAL SET？」FREQUENCY SET？
「FREQUENCY
SET？」[MX_MAXCH SET？][RTC_TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ]「CANCEL EXIT?」

３：「FREQUENCYFREQUENCY SET？
SET？」を選択し表示中に「ＵＰＵＰ」「DOWNDOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
現在設定が表示され,４： さらに続けて「ＵＰＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
50Hz 100Hz 1KHz と設定候補が表示されます
希望の設定値のところで「SETUPSETUP」スイッチを押す
SETUPと 例えば「SETSET １００H
１００Hｚ」と点滅表示され設定が完了します
５：通常の測定値の表示に戻ります
無操作のまま放置するとここで設定したタイムアウト経
過後自動的電源 OFF になります（最後のスイッチ操作から計時します）

8

２－７ 最大測定チャンネル数の設定（MX_MAXCH
最大測定チャンネル数の設定（SET？）？）＜最大測定チャンネル数の設定手順＞
１：「DISPLAYDISPLAY」スイッチを押し、本機を起動します
DISPLAY（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎に
SETUP
LCD 表示に下記が繰り返し表示されます「INTEVAL SET？」「FREQUENCY SET？」[MX_MAXCH SET？
SET？]
[RTC_TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ]「CANCEL EXIT?」

３：「MX_MAXCH SET？
SET？」を選択し表示中に「ＵＰ
ＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
現在設定が表示され,ＵＰ」「DOWN
DOWN」スイッチを押すと４： さらに続けて「ＵＰＵＰDOWN
MAX_CH 1,2,3..32 定候補が表示されます
SETUP」スイッチを押す
希望の設定値のところで「SETUP
SETUPと 例えば「SETCHSETCH 32」
32」点滅表示され設定が完了します
５：通常の測定値の表示に戻ります
無操作のまま放置するとここで設定したタイムアウト経
過後自動的電源 OFF になります（最後のスイッチ操作から計時します）
ここで設定した MAX_CH 数にて熱電対及ぶ水分センサーの同数の CH が測定されます（上記の２つを異なる CH 数には設定出来ません）

9

２－８

RTC 時刻合わせ（RTC TIME EDIT?）

自動記録中には設定出来ません、記録停止状態で設定します（２－２項参照

解除方法「REC/STOP
REC/STOP」スイッチの長押しにて停止して下さい）
REC/STOP＜RTC 時刻合わせの時刻合わせの設定手順
わせの設定手順＞
設定手順＞（自動記録停止時のみ可能）
手順：
１： 「SETUP」
SETUP」 スイッチを押すたびに順に下記のモードが順に繰り返し表示されます[INTERVAL SET?]
インターバル設定モード[RTC TIME EDIT? ][SD CARD CHECK? ][TIME OUT SET？][CANCEL EXIT？]RTC の時刻合わせ
マイクロ SD のチェック
操作キャンセル「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチを押し RTC の時刻合わせモードを選択します

２：[RTC TIME EDIT? ]表示中に「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチにて RTC 設定画面に切替えます、最初現在時刻を表示し、西暦年部が点滅します
３：「「SETUP」
SETUP」 スイッチを押すごとにカーソルが右に移動します
変更したい桁にカーソルを移動します（例 “時”を変更する場合は“時”までカーソルを移動）
４：希望のカーソル位置で「「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチにて希望の値に設定します
５：同様に前手順３ ４を繰り返します「SETUP」
設定終了時「SETUP」 スイッチを押し確定します[RTC
RTC TIME SET DONE]と表示され設定完了となります
DONE

無操作の場合：待つと、時刻合わせはキャンセルされます

10

２－９
CARD CHECK?））
２－９ SD カードのチェック方法（SD
カードのチェック方法（＜マイクロ SD カードのチェック手順
カードのチェック手順＞
手順＞
手順：
１： 「SETUP」
SETUP」 スイッチを押すたびに順に下記のモードが順に繰り返し表示されます[INTERVAL SET? ]インターバル設定モード[RTC TIME EDIT? ]RTC の時刻合わせ[SD CARD CHECK? ]マイクロ SD のチェック[CANCEL EXIT？]
操作キャンセル
２：[SD CARD CHECK? ]表示中に「UP」又は「UP」又は「DOWN」又は「DOWN」
DOWN」スイッチにてチェックが開始されます
３：SD カードが正常な場合[SD GOOD]と表示されます
GOOD]
４：SD カードが不良の場合[SD ERROR]と表示されます
ERROR]
対処方法：
１：PC にて再フォーマットしてみる
PC の OS が FAT16,FAT32 を自動判定します
本機は両 FAT 構造に対応しています
２：ハード破損の場合 SD カードを交換します
PC でフォーマットできない場合
PC で SD カードを認識しない場合新規の SD カードを使う場合事前にテスト的に測定を開始しデータを確認して下さい

エラーがある時はPC にて再フォーマットしてみて下さい
又は交換を検討下さい

数社確認済み（2G、4G、8G、16G）

11

２－１０
２－１０ 操作中のタイムアウト時間の設定変更
モニタモード中、タイムアウト時間後に自動的に電源が OFF します
タイムアウト時間は 1 分、5 分 10 分 30 分から選択設定ができます＜モニタータイムアウトの設定手順＞
１： 「DISPLAYDISPLAY」スイッチを押し、本機を起動します
DISPLAY（他のスイッチでも起動可能）
２：「SETUP
SETUP」スイッチを押す毎にSETUPLCD 表示に下記が繰り返し表示されます「INTEVAL SET？」「RTC_TIME EDIT?」「PRPRE_TIME
PRE_TIME SET？
SET？」TIME OUT SET？
「TIMESET？」「CANCEL EXIT?」
３：「TIME OUT SET？
SET？」を選択し表示中に「ＵＰＵＰ」「DOWNDOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
最初現在設定が表示されます

４：さらに続けて「ＵＰＵＰ」「DOWNDOWN」スイッチを押すと
ＵＰ
DOWN
１MIN 5MIN．．30MIN と候補が表示されます

希望の設定値のところで「SETUP
SETUP」スイッチを押すと
SETUP
例えば 10MIN 設定では「SET10MIN
SET10MIN」と点滅表示され設定が完了します
SET10MIN
５：通常の測定値の表示に戻ります
無操作のまま放置するとここで設定したタイムアウト
経過後自動的電源 OFF になります（最後のスイッチ操作から計時します）

12

３ 電源及び内部電源及び内部電池及び内部電池

３－１ 電源と消費電流
WEB サーバー経由でのデータ回収タイプ
サーバー経由でのデータ回収タイプ：
経由でのデータ回収タイプ：
消費電流：☆測定インターバル ６０分 チャンネル数３２CH では
水分センサー（３２CH）＋熱電対（３２CH）の測定されます
測定時間６０秒 80mA 待機動作時：0.06mA 消費しますWEB サーバにアップ時：200mA 3 分程度まで
ソーラ 12V12W＋12V7.2AH 構成

詳しくは当社システム営業担当に問い合わせ下さい（シベリア等の極地、北海道冬期観測、各地の通年観測に実績があります）

SD カードによる手動データ回収タイプ：
カードによる手動データ回収タイプ：
消費電流：☆測定インターバル ６０分 水分センサーチャンネル数３２CH では
測定時間４０秒 80mA 待機動作時：0.5mA 消費します
平均電流は 1.8mA となります
６ヶ月では６AH の電池容量が必要となります
冬期間の性能減などを考慮し２倍の 12AH の電池を使用しております13

３－２ 時計用電池交換（RTC用）
時計用電池交換（

電池：CR1220 タイプ ホームセンタ等で求められます
内部時計は通常は動作用電池で動いており、時計用電池を消耗しません。動作用電池消耗時のみ時計用電池により作動しております。長期の使用後、保管後には時計用電池の交換が必要になります。
通常では数年分（計算上 4 年程度）相当の容量があります。
本体部のプリント配線基板に電池ホルダーに実装されております
慎重に交換して下さい、不明な場合は当社システム営業担当に問い合わせ下さい

時計用電池
時計用電池交換後通常は２－６セットアップ（RTC 時刻合わせ）

を参照し時刻確認、修正します（外部電源１２V を接続状態で慎重に作業し、電池を交換すると現在の計時情報は引き継がれます)14

４ 記録データの回収
４－１
４－１ WEB サーバ経由でのデータ回収手順
３G ドコモネットワーク、WEB サーバにアップしたデータを、事務所 PC からWEB ページ経由又は FTP サーバに接続しデータを回収します

４－１
４－１－１ HTTP ウェブページからのデータ回収
ウェブページからのデータ回収手順
データ回収手順
手順１：下記のWEB ページに接続します
手順１：

別途お伝えしますID PW は別途お伝えします

手順２：下記の画面に切り替ります
手順２：
目的のファイルを選択します
別途お伝えします15手順３
手順３：ファイルを開く・保存の選択画面から希望の処理に進みます
ファイルを開く・保存の（エクセルをインストール済の事）ファイルを開くとエクセルの表に希望のデータが表示されます
詳細は ４－１
４－１－３項の ファイルの表示例
ファイルの表示例を参照下さい
示例

16

４－１
４－１－２ FTP 経由のデータ回収手順
FFFTP 等の FTP サーバ接続用プログラムを PC にインストールし、下記の設定にて接続します。以下は FFFTP での例

詳細は別途お伝えします

設定後[OK]を押下

17

FTP サーバとの接続操作[メインメニューバー]－[接続]－[接続]の順に操作

詳細は別途お伝えします18

接続完了後右窓に FTP サーバ内に UP されたファイルが現れますCS1610kc01-***.csv がデータファイルです
ダウンロード方法：
方法１：データファイルを選択し[ダブルクリックダブルクリック]
ダブルクリック]操作
ダウンロード後エクセルでデータ閲覧状態になります
方法２：データファイル選択後（左クリック）、右クリックでプルダウンメニューを表示させて[開く]を選択操作
ダウンロード後エクセルでデータ閲覧状態になりますダウンロードした上記のデータファイルを開くと（エクセルがインストール済の事）次ページの様にデータが表示されます
データの並びと単位等は次ページを参照下さい

19

４－１
４－１－３ ファイルの表示
ファイルの表示例
表示例
３２CH 設定の場合（参照 ２－７ 最大測定チャンネル数の設定）
データバイト数、測定時刻（タイムスタンプ）、I 機器 ID、電源電圧１２V、抵抗データ CH1，抵抗データ CH2．．．抵抗データ CH32、
温度データ CH1、温度データ CH2．．．温度データ CH32 となります

最大で３２CH の測定例 一部抜粋例
タイムスタンプ、
データカウント数、水分 CH11.CH2...CH32,温度 CH1,温度 CH2...温度 ch32、12V 電源電圧の順に記録されます
1 行分データバイト数（ロガーからのアップロード時の転送管理用）
機器 ID 固定

設置地点情報等に活用

抵抗値記録データ CH1..CH32
単位オーム

１２V 電源電圧
CH9 抵抗値

CH32
抵抗まで続くCH2 抵抗値
タイムスタンプ
CH1

抵抗値

その他：データ 9999999 は測定範囲外（オーバーフロー）を意味します

途中省略 最後尾のみ取り出した例
熱電対温度データ CH1..CH32 の例 単位℃

温度記録データ CH1..CH32単位℃
CH1温度
から

CH21 温度
CH31 温度＜WEB サーバーからのデータの表示例＞
サーバーからのデータの表示例＞
20

CH32 温度

ファイル名の付与基準：
kanchi161108.csv
先頭 kanchi 以降年月日付となっております
FTP ホルダー内に月別に自動的にソートされます

ファイル形式：CSV 形式で保存、エクセル等で表に展開できます

21

４－２
４－２ SD カードからのデータ
カードからのデータ回収
からのデータ回収手順
回収手順

前項（２－４記録開始と停止操作）に従い記録停止操作後 マイクロ SD カードを抜きPC に接続します。（PC には事前にエクセル又は互換品がインストールされている事）
一般的な設定の PC 上では CSV ファイルを開くと自動的に下記のようにエクセルが立ち上がり、測定時刻（タイムスタンプ）、データカウンタ（連番 最大 65535）、続いて各セルにデータが表示されます。データの配列は左から順番に CH1 から CH32 に相当
最後尾に 12V 電源電圧が記録されています
9999999 は測定範囲外（オーバーフロー）を意味します

３２CH 最大設定の測定例
タイムスタンプ、データカウント数、水分 CH1.CH2...CH32,温度 CH1,CH2...CH32、12V 電源電圧の順に記録されます

測定時刻（タイムスタンプ）

秒まで記録

一部抜粋例

CH1 から順に抵抗 CH2,CH3…CH32
記録データ
温度データ

単位 Ω

抵抗 CH1,..CH32、続いて
CH1,..CH32 最後に 12V 電圧

データカウンタ
熱電対の測定ユニットが含まれない構成のシステムでは温度データがありません
SD カード内の CSE のホルダーにはエラーチェックの結果等本機管理項目が記録されております。

SD カード内データファイル補足説明
マイクロ SD カード内にデータが記録されております。
SD カード内の各 CSV ファイルがデータファイルです
ファイル名の付与基準は下記となります
先頭 2 文字；本機の SN（シリアル番号）の下 2 桁 （例 07 が SN）
残り６文字：年月日（151002 は 2015 年 10 月２日測定のファイル）22

４－３
４－３ 測定中の SD カードの交換
カードの交換
測定中の SD カード交換方法には３通りあります
モニターモードではいつでもマイクロ SD カードを交換できます（「REC/STOPREC/STOP」スイッチが不用意に押されない状況で交換して下さい）
REC/STOP
記録データの書き込み中のカード抜き取りがファイルを壊す原因となります

自動記録モードでは「REC/STOPREC/STOP」スイッチを長押し長押しすると自動記録が解除自動記録が解除され、設定モード設定モードに移行しますのでREC/STOP長押し自動記録が解除
設定モード
この段階で SD カードを交換できます（２－３
２－３ LCD 表示と記録開始と停止操作を参照）
表示と記録開始と停止操作
記録データの書き込み中のカード抜き取りがファイルを壊す原因となります
記録データの書き込み中のカード抜き取りがファイルを壊す原因となります

４－３
４－３－１ SD カードの選択
カードの選択 フォーマットについて
フォーマットについて＜メモ：使用できるマイクロ SD カード＞
１：市販のマイクロマイクロ SD カードが使えます
カード（4G 以上の FAT32 規格品も含めて使用できます）
２：低速で旧設計品が消費電流が少ない傾向にあります。
（日本製の最新品、スピードクラス４は消費電流が多い傾向があるようです）
３：SD カードは事前に PC にての FORMAT 済みを使います、本機のロガーには FORMAT 機能はありません。

＜メモ：マイクロ SD カードのメモリサイズ＞
1 回の測定に使用するメモリ数は約 30 バイト程度です
4G バイト品では 4*10^9/30=120*10^3 回相当です
10 分インターバルでは 2 年以上のメモリ容量となります（電池が先に空になります）＜メモ：マイクロ SD カードのファイル名＞
保存ファイル名は測定開始時の年日付になります
同じ SD カーで測定停止、測定開始を繰り返すと、日付名の複数ファイルが保存されます
同日に測定停止、測定開始を行うと、同日名の同名ファイル内にデータカウンタが‘0’から始まる、データがアペンド（後付け追加）されて保存されます
手動計測データ後自動記録された場合も自動計測値が後付け追加されます

23

５．仕様
No項目

内

抵抗測定

交流印可による絶対値抵抗｜Z｜容

測定項目1100Ω から１MΩ
精度１：200Ωから 200KΩでは 3％以下
精度２（上記範囲外）：10％以内（但しセンサーケーブルへの外来ノイズを含めず）

測定範囲
測定分解能：１Ω
測定不能時：9999999 表示
2

設定項目

チャンネル数（MPX MAXCH）
表示
インターバル設定
周波数設定

3

電源32CH8 桁 2 行 LCD 設定値 時刻等表示
１min、5min、10min、30min、60min
50Hz,100Hz,1KHz
待機時：0.5mA
DDS 起動時：80mA
3G ネット IF 起動時 200mA
測定時間；約 60 秒（水分 32CH+熱電対 32CH 設定時）

電源消費電流WEB サーバアップ仕様
ソーラ 12V/12W 電池 12V7.2AH(手動 SD カード回収仕様
電池 12V/12AH)

4動作環境

動作温度

-20 ～ 50℃

保存温度

-30 ～ 70℃
300(W)*210( D)*80(H)

電池含まず

外寸
5425(W)*400( D)*160(H) 樹脂ケース

外形
質量20kg 以下

６．製品保証規定

本製品の保証期間は納品から 1 年間です。
お客様での組込作業に伴い発生した不具合は保証の対象外とさせていただきます。
取扱上のミス、雷、水没等天災などによる故障は保証の範囲外となります。
設置場所におけるいたずら、盗難などは保証の範囲外となります。
故障によるデータの欠落、接続される他の機器、システムに対するいかなる影響も保証の対象外とさせていただきます。
本製品の保証は、日本国内に限定させて頂きます。

24