振動レベル計 VM-53/53A

液晶ディスプレイが2つに！
多彩な表示をサブ画面に！

振動レベル計指定製造事業者
指定番号：351301

振動レベル計

3 方向の測定データを内
大型メイン画面でレベルを表示画面例〈サブ画面〉

バーグラフ表示レベル-タイム波形表示

リスト表示

概要

特長

VM-53/53AはPV-83C（3方向振動ピックアップ）と表示部本体で■ 2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン画面で構成されます。計量法ならびにJIS C 1510：1995に適合した振動瞬時値を､サブ画面にはレベル -タイム､バーグラフ､リストなどを多彩に表示

レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができます。

■メモリカードに3方向の瞬時値を連続記録可能（VM-53A）

また、構造物の微振動計測にも応用できます。

（付属の256 MB CFカードで3方向､1秒毎サンプルで約1600時間）※ただし、1ファイルの容量は約200時間

オートストア機能やタイマ機能を内蔵し、測定データを内部メモリや■最大値、時間率レベル､パワー平均の演算結果を内部メモリまたはメモリカード（CFカード）にストアすることで、長時間自動計測がでCFカードに連続ストアきます（カード対応VM-53A）。

（VM-53A）■1/1･1/3オクターブ実時間分析カードVX-53RT（オプション）

3方向（X/Y/Z）
独立した信号出力端子を持ち、さらにプリンタまた■振動レベル計データ管理ソフトVM-53PA1（オプション）

はコンピュータとのインターフェースや、コンパレータ出力機能も搭載

振動ピックアップしているため、多用途の計測システムを構築することができます。
電源には単2形乾電池またはACアダプタ（オプション）が使用できます。
また、停電時動作保証機能を持っています（単2形乾電池とACアダプタを同時に使用した時）。

■3方向振動ピックアップ

PV-83C
基準感度： 60 mV/m/ｓ2

防水性（防浸形）： JIS C 0920 保護等級7

使用温度範囲： −10 ℃〜50 ℃

大きさ・重さ（H）
mm、約335 g： 約φ67×41

PV-83C

部メモリ、メモリカードに記録（カード対応はVM-53A）
見ながらサブ画面でレベル波形などを同時に確認
オプション

管理ソフト

■振動レベル計データ管理ソフト■ストアデータの読み込み方法と表示・編集対応の一覧
処理内容 データの読み込み方法
表示・編集
日報・週報の作成、表示（マニュアル、AUTO1、（AUTO１、AUTO2 （AUTO１、AUTO2
AUTO2データ対応）
データのみ対応）
データのみ対応）
器種

VM-53PA1
VM-53PA1はＶＭ-53/53Ａ、ＶＭ-52/52Ａに対応したソフトウェアです。
ストアデータのレベル波形表示・編集・演算や日報、週報の作成および印刷処理を行なうことができます。

VM-53
内部メモリのみ対応

シリアル通信

○○VM-53A

シリアル通信およびCFカード○○

データの読み込み方法（メモリカードデータ）

表示・編集

日報・週報の作成、表示対応しません

対応しません

対応しませんシリアル通信

○○内部メモリ
CFカード対応

表示・編集画面対応OS : Microsoft Windows XP Professional、Vista Business 32bit、
7 Professional 32bit/64bitVM-52■CFカード●マニュアルストア 1ファイル 25 KB●オートストア1

サンプリング

測定時間

100 ｍ秒

1秒

1時間

1.5 MB

0.15 MB

8時間

12 MB

1.2 MB

データ数
1組
240 Byte
4 500組
1.1 MBVM-52A
SRAMカード対応＊ 管理ソフトＶＭ-52ＰＢ１で保存したメモリカードデータファイルをＶＭ-53ＰＡ１を使用して表示・編集、日報・週報の作成表示ができます。
＊ リモート測定については、
ＶＭ-53/53Ａ、
ＶＭ-52/52Ａの4機種に対応します。
（リモート測定とは、シリアル通信でコンピュータと振動レベル計を接続して、コンピュータ上で振動レベル計の設定を行い、演算測定を行うことです）

日報表示画面オプション

プログラムカード■1/1・1/3オクターブ実時間分析カード

VX-53RT（VM-53Aのみ対応）

振動レベル計本体に1/1・1/3オクターブ実時間分析機能を追加。

ア ： Compact FlashTM
種 ： VM-53A
格 ： JIS C 1513：2002 クラス1
JIS C 1514：2002 クラス1
IEC 61260：1995 Class1（7バンド）、Lva、Lv
周 波 数 分 析 バ ン ド ： 1/1オクターブバンドフィルタ 1 Ｈｚ〜63 Ｈｚ
1/3オクターブバンドフィルタ 1 Ｈｚ〜80 Ｈｚ（20バンド）、Lva、Lv
測 定 モ ー ド ： Inst、Leq、Lmax、L5、L10、L50、L90、L95
選択された１つの測定モードにのみ対応する
メモ
リ ： VX-53RTカードへのマニュアルストア
506ファイル（１ファイル最大100データ）
プリンタへの印字が可能
イ ン タ フ ェ ー ス ： シリアル通信、（CSV形式）
表計算ソフトなどで表示や処理が可能
デ ー タ 保 存 形 式 ： テキストファイル
メ
適適デ用合ィ
機
規

1/1オクターブバンド分析画面

1/3オクターブバンド分析画面

システム図（振動レベル計本体、PV-83C、EC-02S、メモリカード以外はオプション）
振動レベル計

3方向振動ピックアップ

メモリカード 256 MB（VM-53Aのみ）

インタフェースケーブル

5WKR4030

PV-83C（付属）VM-53
延長コード3 m（付属）EC-O2S
10 m
EC-O2SB
50 m
EC-O2SD
EC-O2SE 100 m

振動レベル計

振動レベル計データ
管理ソフト

コンピュータ

コンパレータ出力（D-sub 9pinオスコネクタより出力）

VM-53PA1

外部機器へ

プリンタケーブル 5WCD2320 + 変換アダプタ 5ZTD1000

VM-53A
AC アダプタ

NC-34E（AC 100 V）

バッテリパック

NC-98C（AC 100 V〜240 V）

プリンタ
BNC-BNCコード NC-39A

BP-21
1/1,1/3 オクターブ
実時間分析カード

VX-53RT（VM-53Aのみ）

データレコーダ

周波数分析器

レベルレコーダ

仕様

VM-53A（メモリカード対応）
VM-53
JIS C 1510：1995 計量法・振動レベル計（型式承認番号 第W-031号）（L va）、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
振動レベル（L v）、振動加速度レベル
振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均（LveqまたはLvaeq）
振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル（L5、L10、L50、L90、L95）、最小値（Lmin） 測定機能について、任意の1方向または3方向の演算が可能
振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値（Lmax）
測定周波数範囲
振動レベル：1 Hz〜80 Hz、振動加速度レベル：1 Hz〜80 Hz
測定レベル範囲
振動レベル Lv-Z 25 dB〜120 dB、
Lv-X/Y 30 dB〜120 dB
振動加速度レベル Lva 30 dB〜120 dB（0 dB=10-5ｍ/ｓ2）
自己雑音レベル
Lv-Z 19 dB以下、
Lv-X/Y 24 dB以下、
Lva 24 dB以下
（0 dB=10-5ｍ/ｓ2）
周波数補正
鉛直振動特性（計量法およびJISによる）、水平振動特性（JISによる）、FLAT特性（JISによる）
レベルレンジ
10 dBステップ6レンジ切替、
3方向独立
10 dB〜70 dB､20 dB〜80 dB､30 dB〜90 dB､40 dB〜100 dB､50 dB〜110 dB､60 dB〜120 dB
リニアリティレンジ
70 dB
測定時間
設定された測定時間で演算測定が可能（500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル［最大199時間59分59秒］）
実効値検出回路デジタル演算方式、動特性：0.63秒
演 算
デジタル方式サンプリング周期 78 μs（パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド）
120 μs（パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド）
100 ms（ L x）
ただし、測定時間500秒に限りLxは5秒
100 ms（Lx）
ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
メモリカード機能
メモリカード（Compact FlashTM､以降CFカード）へのデータ保存が可能
オプションソフトウェアによる拡張機能がCFカードにより対応
ストア機能
マニュアルストア/オートストア1/オートストア2の3種類（内蔵メモリは二次電池により約1.5ヶ月間保存可能［電源OFFの状態］）
マニュアルストア ストア時点の振動レベル（L v）
または振動加速度レベル（L va）と各演算値（L veqまたはL vaeq、L max、L min、L 5、L 10、L 50、L 90、L 95）
を保存
測定モードが最大値ホールドの場合は最大値ホールドの値と各演算値を保存
CFカード
1ファイル最大100組として複数ファイル保存（CFカード容量の制限による）
内部メモリ
3方向1組として最大100組
オートストア1
振動レベル（Lv）
または振動加速度レベル（Lva）の瞬時値を連続ストア
ストアのサンプリングは100 m秒と1秒から選択
タイマによるスタート時刻/終了時刻の設定が可能
CFカード
最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能（CFカード容量の制限による）
内部メモリ
1方向測定：最大86 400個、3方向（X/Y/Z）
測定：最大86 400個
（28 800×3方向）
オートストア2
測定時間毎の各演算値（LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95）を1組として連続測定し保存
タイマによるスタート時刻/終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能
CFカード
1ファイル最大4 500組として複数ファイル
内部メモリ
1方向測定：最大4 500組、3方向（X/Y/Z）
測定：最大1 500組
瞬時値測定および演算測定中（オートストア2を実行中）に一時停止/一時停止解除が可能
ポーズ機能
オートストア1を実行中はマーカーとして機能
Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効
コンパレータ機能
振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル（30 dB〜120 dB、1 dB刻み）を超えた場合にコンパレータ出力がONになる
対応チャンネル
メイン画面で設定されている1方向
コンパレータ出力 オープンコレクタ出力、最大印加電圧：24 V
コンパレータ設定 Delay Time：0〜9秒の1秒刻み、
オートリセット：ON/OFF設定可、オートリセットタイム：0〜90秒の間で1秒刻み
時計機能
オートストア1/オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能
出力校正用信号内蔵発振器（31.5 Hz正弦波）、外部接続機器を校正
交流／直流出力
BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択
出力抵抗：600 Ω、負荷抵抗：10 kΩ以上、交流出力：1 Vrms
（フルスケール）、直流出力：2.5 V（フルスケール、0.25 V/10 dB）
プリンタ出力
演算値/リコールデータ/サブ画面の印字出力が可能
演算値：演算中の5秒毎瞬時値データの3方向印字および演算結果印字が可能
インタフェース
シリアル通信：通信コマンドによる設定制御やコンピュータおよび、プリンタへのデータ出力が可能
表示部
セグメントタイプ（メイン）と128×64ドットマトリクスタイプ（サブ）の2系統表示、バックライト付きLCD
メイン
１方向の数値（1秒周期）とバーグラフ（100 ｍ秒周期）による瞬時値を常に表示
サ ブ
モードおよび画面切替により下記内容を表示
設定情報表示、3方向測定値表示、レベル-タイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
サイドパネル部
EXT DC（6 V）、インタフェース用コネクタ（D-sub 9pinオス）を装備
電 源
単2形乾電池（LR14またはR14PU）
4本、ACアダプタ（オプションNC-34E、NC-98C）、バッテリパック（オプションBP-21）
電池寿命
アルカリ乾電池（LR14）：約35時間、マンガン乾電池（R14PU）：約12時間、アルカリ乾電池（LR14）とバッテリパック（BP-21：単1形乾電池（アルカリ）4本）を合わせて使用：約100時間（常温､3方向の瞬時値測定､バックライトOFF､交流出力の設定、VM-53Aはオプション非動作時）
消費電流約120 mA（DC6 Vにおいて）使用温度範囲
−10 ℃〜50 ℃、90 ％RH以下
大きさ・重さ約56（H）
×203（W）
×175（D）
mm・約1 kg
（電池含む）
振動ピックアップ
3方向振動ピックアップ：PV-83C、基準感度：60 mV/m/ｓ2、防水性：JIS C 0920 保護等級7（防浸形）、使用温度範囲：−10 ℃〜50 ℃
大きさ・重さ：約φ67×41（H）
mm・約335 g
延長コードEC-02S（3 m）×1、単2形乾電池R14PU（マンガン乾電池）
×4、BNCコネクタカバー×3、I/Oコネクタカバー×1、収納ケースCF-25×1
付属品
VM-53Aのみ：メモリカード 256 MB MC-25LC1×1
425,000円
365,000円
希望小売価格（税別）
検定付き
希望小売価格（税別）
検定無し
400,000円
340,000円
適合規格
測定機能
演算測定

オプション

品名
1/1・1/3オクターブ実時間分析カード
振動レベル計データ管理ソフト
延長コード
プリンタ

型式
希望小売価格（税別）
品名
型式
VX-53RT
150,000円
変換アダプタ（DPU-414接続用） 5ZTD1000
VM-53PA1
150,000円
NC-34E
ACアダプタ（100 V）
EC-02S（3 m〜）
8,000円〜 ACアダプタ（100 V〜240 V） NC-98C
DPU-41459,000円

希望小売価格（税別）
1,500円
6,000円
13,000円
ISO14001 本社・東日本営業所・http://svmeas.rion.co.jp/

技術相談受付

0120-26-1566

東海営業所・西日本営業所 認証取得
＊本カタログに掲載されている価格はメーカが希望する小売価格です。
＊本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。 ISO9001 本社・東日本営業所・＊本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。 東海営業所・西日本営業所 認証取得

当社の休日および土・日・祝日を除く 9：00〜17：00

本社・営業部 〒185-8533 東京都国分寺市東元町 3 丁目 20 番 41 号
TEL.042-359-7887

FAX.042-359-7458

東日本営業所〒336-0017 さいたま市南区南浦和 2 丁目 40 番 2 号 南浦和ガーデンビルリブレ
TEL.048-813-5361
FAX.048-813-5364

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 5 号 横山ビル
TEL.06-6346-3671
FAX.06-6346-3673

東海営業所〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2 丁目 3 番 23 号 和波ビル
TEL.052-232-0470
FAX.052-232-0458

九州リオン（株） 〒812-0025 福岡市博多区店屋町 5 丁目 22 番 朝日生命福岡第 2 ビル
TEL.092-281-5366

FAX.092-291-2847

リオンサービス 〒192-0918 東京都八王子市兵衛 2 丁目 22 番 2 号センター（株） TEL.042-632-1122
FAX.042-632-1140
この印刷物は環境に配慮したNON-VOCインキ・再生紙を使用しています。

0311-141303.P.D