ハイテクプラザにおける工業製品の放射線測定と今後の取り組み
平成２３年１０月１７日（月）ハイテクプラザ
放射能対策チーム

放射線の種類
放射性物質は、放射線（アルファ(α)線、ベータ(β)線あるいはガンマ(γ)線、中性子線など）を 放出します。

http://www1.kepco.co.jp/bestmix/contents/17.html より転載

セシウムの場合

http://www.tepco.co.jp/nuclear/hige/qa/thi/aqa/qa-a2-j.html より転載

１３７Ｃｓ

１３７Ｂａ

放射性物質

安定な物質

β線

γ線

放射線の単位について•

放射性物質の放射線を放出する能力はベクレル（Bq）という単位で表わされます。また、放射線が物質へ吸収される場合、吸収される放射線の量を、吸収線量といい、グレイ(Gy)という単位で表されます。人体への影響を考慮した放射線量はシーベルト(Sv) という単位で表されます。

☢
☢
人体への影響http://onodekita.sakura.ne.jp/sblo_files/onodekita/image/2011081105.jpg より転載

係数

http://www.atom.pref.kanagawa.jp/gosyoukai/3_3.html より転載

放射線の特徴
核 種

半減期

ヨウ素
131I

8.1日

セシウム
137Cs

３０年

セシウム
134Cs

２年

ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ
90Sr

２９年

半価層（γ線）

放射線

β線
γ線
β線
γ線

0.606 最大0.364
0.514 最大
0.662

2.2 m
－
1.7 m
－

0.3 cm－0.2 cm
－

－
58 m
－
75 m

－
6.3 cm－
8.1 cm

β線

0.658

最大

1.9m

0.2cm

－

－

γ線

0.795

最大－

－

81m

8.8cm

β線

0.546

最大

1.9 m

0.2 cm－－

空気水（人体）空気水（人体）表１．放射性物質の種類と特徴
NIST（The National Institute of Standards and Technology）の 物理参照データ（Physical Reference Data）より求めた。

β☢
137Csβ☢☢
γ

飛程（β線）

放射線の持つエネルギー（MeV）

βγ

放射線測定器
表面汚染の測定

空間放射線量率の測定

測定器

GM計数管

測定器

NaIシンチレーション

測定放射線

β線

測定放射線

γ線

用途

表面汚染の測定用途

空間線量の測定

特徴

高感度

特徴

全方向

単位

cpm

単位

μＳｖ

・
GMカウンターβ線（γ線）の検出

☢

☢

・

☢
☢

β線

☢

☢ ・☢

・

☢

・γ線

☢
☢

☢

・β線

☢

☢☢ ☢

☢

・☢
☢
測定物対象物

原子力発電所等からの放射性物質漏洩

☢
☢

・
☢

☢

・
☢

・
☢

NaIシンチレーション
カウンター
γ線の検出シンチレーション式サーベイメータ• シンチレータと呼ばれる物質は、放射線と反応する際に微弱な光を発する。この光を光電子増倍管によって電流に変換し、得られたパルス電流を計数することによって放射線を測定する。
• γ線のエネルギーによってパルス電流の大きさが異なるため、これを利用してエネルギー補正により正確な線量評価が可能となっている。

•感度が高く（0.01μSv/h以上）、またエネルギー補正している
サーベイメータであれば線量評価も正確。ただし高線量では測定できない（数十μSv/hまで）γ線用としては、主にNaI(Tl)シンチレータが用いられる。

放射線障害防止法 (参考)・実効線量限度(職業被ばく)(1)5年間で100 mSv(2)1年間で50 mSv(3)女性は3ヶ月で5 mSv(4)妊娠中の女性内部被曝に関して1 mSv※緊急被ばくは250 mSv
・等価線量限度(職業被ばく)(1)眼の水晶体1年間で150 mSv(2)皮膚1年間で500 mSv(3)妊娠中の女性腹部表面出産までの期間で2 mSv
・管理区域境界1.3 mSv/3ヶ月
・事業所境界250 μSv/3ヶ月＝0.11 μSv/h （一般人の限度1mSv／年）

・管理区域内で作業する人、作業する場所の線量当量を測定する必要がある。
・作業従事者は健康診断を受け、白血球数などの経過を観察する。

GM（ガイガーミュラー）管式サーベイメータ• ＧＭ計数管と呼ばれる窓を持つ検出器にて、ガスのイオン化を利用し、β線（とγ線）を測定する。
• 高感度だが、エネルギー特性が悪く、正確な線量評価が難しい。
• 窓から入射したβ線の量から単位時間（分）当たりの放射線量（cpm）を計測し、表面汚染の状態を知る。

法規などに見られる限度数量（参考）・放射線障害防止法、管理区域の設定が必要な放射能表面汚染レベルは、β線核種の場合表面放射能密度40 Bq/cm2（α線核種においては4 Bq/cm2）を越える可能性のある場所。
（表面汚染で見る場合、I‐131やCs‐137においては、本資料で仮定する測定条件では約10,000cpmがこれに該当する。）

・放射線障害防止法、管理区域から持ち出し可能な放射能表面汚染レベルは、管理区域設定レベルの1/10以下。β線核種の場合、表面放射能密度4 Bq/cm2（本資料で仮定する測定条件では約1,000 cpm）
・電離放射線障害防止規則、事業者は、保護具又は作業衣が別表第三に掲げる限度（保護具又は作業衣の労働者に接触する部分にあっては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。）を超えて汚染されていると認められるときは、あらかじめ、洗浄等により別表第三に掲げる限度以下になるまで汚染を除去しなければ、労働者に使用させてはならない。
別表第三：β線核種の場合表面放射能密度限度は40 Bq/cm2（α線核種においては4Bq/cm2）
・運輸則、L型輸送物（放射性物質の輸送基準（IAEA準拠））
表面線量率5 μSv/h以下(γ線測定器を出来るだけ近づけて測定）
表面放射能密度4 Bq/cm2 （I‐131やCs‐137の場合、本資料で仮定する測定条件では約1,000cpm）
・海外の要求事例、台湾では、通関時にコンテナなどの表面を測定した線量率が0.2 μSv/h以下であることを要求。

表面汚染単位の変換••••••

放射性表面汚染の測定方法 JIS Z4504
ｎ – ｎｂ
表面汚染密度 As＝（Bq/cm2）
εi×Ｗ×εs ×６０
ｎ:総係数率（ cpm ）ｎb：バックグラウンド係数率（cpm）
εi：β粒子又はα粒子に対する機器効率（校正証明書参照）
Ｗ：放射線測定器の有効窓面積（cm2）εs：放射性表面汚染の線源効率（0.5，Eβmax＞0.4MeV）

アロカ製GM計数管 TGS-133では、（εi=0.4,εs＝0.5,測定距離＝5mmとすれば）1000 cpmがおよそ4Bq/cm2に相当します。

ｃpm（測定値）からBq/ｃｍ２、（μSv/h）への換算例
産総研HPよりhttp://www.aist.go.jp/aist_j/rad-accur/pdf/case_study_1_table_j.pdf

計測器の指示値（バックグラウンドを差し引いた値）ｃｐｍ

放射能面密度（Bq/cm２）

線量率（μSv/ｈ）
要注意

０００１００．０４０．０００３３１０００．４０．００３３１０００４．００．０３３

１００００４００．３３

１０００００４００３．３・計数率（ｃｍｐ）は、校正された大面積端窓型GM計数管（有効窓面積２０ｃｍ２、機器効率４０％程度）を用いて、JIS Z4504の規格に従い、資料から５mm程度の距離に時定数の３倍以上の時間幾何条件を一定に保ちつつ測定するよう、訓練された要員により測定されていること。また、測定対象物は、標準面線源効率が適用可能な汚染核種と表面状態を仮定している。
・線量率（μSV/ｈ）は、平らな資料の表面が、半径２０ｃｍの円盤状に、Cs-137によって4Bq/cm2程度に一様に汚染されていると仮定し、表面から５cm離れた位置の線量率値を計算した結果である。

放射性物質の測定
ハイテクプラザにおける通常の分析方法
検出下限値１ｐｐｍ

ICP発光分光分析装置

1ccの水に１．５×１０１５個以上のCs原子が存在しないと検出できない。

放射線放射性物質の分析・測定方法
検出下限値
10Bq/kg

１００ｇの検体に１．４×１０９個のγ線を放出できる１３７Csの存在を検出
Ge半導体検出器
できる

GM管式サーベイメータ

１０Bq×０．１ｋｇ×３０年×３６５日×24時間×３６００秒÷０．６９３（半減期）＝１．４×１０９（atoms）
原子吸光分光分析装置

蛍光X線分析装置

放射線測定は、原子レベルの超微量な計測を行う手法で、通常の材料成分の分析に用いる通常の手法では分析することができません（100万倍の感度）。

放射線測定について（ハイテクプラザの実施体制）
ハイテクプラザ（コアセンター）

表面汚染の測定（４月４日～ ）加工食品の核種分析（１０月１７日～

福島技術支援センター（財団法人
材料化学技術振興財団で実施）

表面汚染の測定（１０月５日～３月２９日）

会津若松技術支援センター

加工食品の核種分析（１０月１７日～ ）いわき技術支援センター

表面汚染の測定（４月１３日～）

表面汚染の測定

加工食品の核種分析）

連絡先（ＴＥＬ）
ハイテクプラザ（コアセンター）：024-959-1911

財団法人材料化学技術振興財団：080-2807-6827

会津若松技術支援センター：0242-39-2974

いわき技術支援センター：0246-44-1475

工業製品の表面汚染の測定
GM管式サーベイメータ（１）汚染防止膜の取り付け測定の際に検出器が汚染しないように、薄い保護膜（ビニール袋、ラッピング用薄膜等）で検出面その他を覆う。保護膜が厚いとβ線が透過出来ず、汚染を見逃すことになるので注意が必要。
（２）バックグラウンドの測定
地面やコンクリートの壁には天然に存在する放射性物質が含まれており、放射線源となる。宇宙からも放射線が届いている。
これらがバックグラウンド放射線となって測定される。そこで、汚染検査の際には、汚染測定と併せてバックグラウンド測定を行う。
（３）時定数の設定
10秒（４）測定
測定器の窓を測定対象物表面に平行に近づけ（5mm程度）、表面に付着した放射性物質から放出される放射線を窓の面積で検出することで汚染を定量的に計る（５点以上測定の平均値、最大値、最小値）。

工業製品の放射線量測定の留意事項
・ 一企業５検体までとします。
・ 一検体の大きさは１ｍ×１ｍ×１ｍ以内、重量は人が２人で持ちあげられる重量（概ね30kgf以内）とします。
・ 検体は、一検体ずつ透明なビニール袋で包装し、口を閉じてお持ちください。

・ 液体、食品の測定はできません。
・ 測定機は、GMサーベイメータ（ALOKA製TGS-146B)です。

・ 測定単位はcpmです。

測定方法の実際
汚染測定（注意すべき点）
・測定器を動かして指示値を確認する場合、作業者が指示値に気を取られると検出面と対象物の間隔が変化したり、測定器が対象物に触れたりするので注意すること。
・バックグラウンドの変動幅より大きな変化があった箇所、あるいはスクリーニング測定の結果等により、あらかじめ定められた測定点では、時定数の3倍の間検出器を静止させ、指示値を読み取る。
（注意） 時定数の3倍待つと指示値の平均値は安定するが、指示値そのものは統計変動のため揺れている。指示値の平均値を読みとること。

外部機関からの支援
工業製品の放射線量測定において、以下の機関より人的、技術的なご支援を頂きました。
• 産業技術総合研究所の２５部門より、延人員で２９６人・日、サーベイメータの貸し出し。
• 東京都立産業技術研究センターより、２４人・日、ポケット線量計の貸し出し。

誠に、ありがとうございました。

工業製品の放射線測定の相談及び測定件数
2000

1800

ハイテクプラザ（コアセンター）：平成23年4月4日～9月30日
ハイテクプラザ（いわき技術支援センター）：平成23年4月13日～9月30日

相談件数

1600
1400
1200
1000

いわき技術支援センター相談

800

コアセンター相談600

相談件数合計：３７７１件

400
2000
4月合計 5月合計 6月合計 7月合計 8月合計 9月合計
1400

測定件数

1200
1000
800
いわき技術支援センター測定件数600

コアセンター測定件数400

測定件数合計：３１３７件

200

0
４月合計 ５月合計 ６月合計 ７月合計 ８月合計 ９月合計

ハイテクプラザ４月～９月測定検体の集計の分類
放射線測定品の分類（ハイテクプラザ合計）

コアセンター測定件数の集計
その他
16%

原料
15%

輸送・梱包
6%
機械
17%

2288件

衣類6%

金属
化学
コンクリート 5% 11%
2%

木材
13%

輸送・梱包
5%

その他
14%

電気
9%

いわき技術支援センター測定件数の集計

機械
16%

原料
14%

３１３７件
原料
13%
衣類
6%

9%

機械
11%

８９４件

コンクリート
金属
3%
8% 化学
7% 電気
6%

木材
18%

衣類
6%

輸送・梱包
その他 4%

コンクリート
3% 金属
6%

化学
10%

電気
8%

木材
33%

屋外に保管された製品や木材に高い傾向が見られました。

加工食品の放射能測定
加工食品に含まれる放射性核種（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）の量を測定します。全て電話での予約制です。
• 加工食品の放射能測定業務の開始○予約受付開始日 平成23年10月11日（火）予約は２週間前から受付しています。
電話受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00 (祝祭日を除く月曜日から金曜日)○測定開始日平成23年10月17日（月）• 測定申し込み・問い合わせ先○福島県ハイテクプラザ（放射能対策チーム）
TEL ０２４－９５９－１９１１○福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター（県産品加工支援センター）
TEL ０２４２－３９－２９７４
・ 料金

無料

加工食品の放射能測定内容○測定方法：ゲルマニウム半導体γ線スペクトロメーターによる核種測定 （放射性物質の種類と量）○測定装置：ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置(キャンベラ製 GC3020）○試料容器：U８容器（１００ｍｌのプラスチック容器）○測定項目：ヨウ素131、セシウム134、セシウム137（ストロンチウム90の測定はできません、また自然由来の放射性物質は測定しません）○単位：Bq／㎏○検出下限値：10 Bq／㎏程度（測定値として得られない場合）○測定時間：１検体につき約1時間（準備を含む）

対象者・物及び受付要件• 対象企業：県内に住所・事務所または事業所を有する食品加工業者• 測定対象：上記の者が県内で製造し、出荷・販売する加工食品（飲料を含む）•

測定は１申請につき１検体までとし、１週間につき１回の申請を受け付けます。
（会津若松技術支援センターとの重複は可としますが、福島県産品振興戦略課の実施する「加工食品に関する放射能検査との重複は不可となっています）•

適切に粉砕などの前処理を施した検体を必要量（200g以上または200ml以上）用意してください。

•

出荷･摂取規制等（自粛を含む）の対象物を原料に用いた製品は測定できません。

•

測定した結果は県保健福祉部等・中核市へ情報提供する場合があります（同意が必要です）。

測定室の状況

測定室の外観Ge半導体ガンマ線スペクトロメーター

試料準備室

ゲルマニウム半導体検出器放射能測定 レイアウト
駐車場所

申請者出入り口

見学用通路

GM
出入口

残留放射線測定場所
流し

検出器

試料渡し場所試料受取・スクリーニング場
所

Ge測定・プレパブ 試料調整場所

は申請者立入可能場所
は報道関係立入可能場所

実験棟

本日の見学は自由ですが、スリッパにお履き替え頂き、見学用通路からの見学となります。

検体の前処理•

固体・ゲル状の検体 ： ５mm以内に細断します。また、内容物が均質となるように、十分に攪拌をしてください。（ミキサー等使用） また、粉末検体については、内容物が均質であれば前処理は必要ありません。

•液体の検体 ： 前処理の必要はありません。内容物が均質でなく沈殿や分離があるもの(甘酒等)は、測定誤差の要因となりますので、ミキサー等で均一にしてください。

•検体は未使用のビニール袋や食品保存容器に詰め、透明なビニール袋に入れて提出してください。

•液体の検体は、ペットボトル等のプラスチック容器に移して提出してください。

検体の持込状態

測定時資料の状態でお持込み下さい。
ただし、検体の製品状態が把握できないので、現品か製品写真を持参下さい。

測定手順（１）① 受付場所② 受付た検体の採番③ 検体の予備測定（GM)④ 測定室への搬入⑤ 検体票の作成⑥ U8容器への移し換え

測定手順（２）⑦ 検体の返却方法の確認⑧ U8容器⑨ Ｇｅ半導体検出器（上部）⑩ Ｇｅ半導体検出器（内部）⑪ 測定スペクトル（全体）測定スペクトル（拡大）食品の放射性物質に関する規制• H23年10月現在の暫定規制値（厚生労働省）
対象
飲料水

放射性ヨウ素（乳児）
３００（１００）Ｂｑ／ｋｇ

牛乳・乳製品
野菜類（根菜、芋類を除く）
魚介類

対象
飲料水
牛乳・乳製品

２，０００Ｂｑ／ｋｇ

放射性セシウム
２００Ｂｑ／ｋｇ

野菜類
穀類
肉・卵・魚・その他

５００Ｂｑ／ｋｇ

注意！ 福島県ハイテクプラザが発行する文書の扱い等について○ ハイテクプラザが発行する文書の扱い：

ハイテクプラザが発行する文書のうち、特に「公印」（福島県ハイテクプラザ所長印）が押印してある文書は、公文書扱いになります。放射線測定に関する「放射線量測定結果報告書」「Report on Radiation Measurements」「放射能測定結果報告書」もこれに当たります。
印刷物、電子文書にかかわらず、文書または図面を偽造したと解釈される場合には、「公文書偽造（刑法第155 条）」にあたり、処分されますので取扱いには十分ご注意ください。
○ ハイテクプラザの名称の使用：
ハイテクプラザが実施した試験測定・研究開発・技術指導などの結果を受けて、企業・外部機関等がハイテクプラザの名称を広告・印刷物・電子文書等に使用する場合には、「福島県ハイテクプラザ名称使用要領」の定めに従って、申請書を提出していただきます。承認を受けた後に使用していただくことになります。
○ 試験測定結果の記載：
製品の試験測定結果等をパッケージやパンフレット等に記載することは、試験結果が測定のために持ち込んだ製品のみに対するものであり、当該製品全ての測定結果ではないという観点から、基本的に承認していませんのでご注意ください。
以上の測定に関することはハイテクプラザHP http://www.fukushima-iri.go.jp/index-pc.php から確認できます。