20-A2S16010-B416

赤外線サーモグラフィ応用検査システム

カレンダー成型 樹脂量・温度判定システム
本システムは、カレンダー成型時の樹脂の状態を瞬時に判断することができる温度情報を用いた画期的な検査システムです。小型サーモグラフィと画像処理装置を使用することにより、樹脂の量や温度を判定しお知らせします。樹脂量の自動調整や温度管理にご活用いただけます。

可視画像イメージ

熱画像イメージ

範囲内の樹脂の量や温度を判定

PoE 対応スイッチングハブ

モニタ
PLC

ギガビット・イーサネット

小型サーモグラフィ FLIR A35
画像処理装置赤外線サーモグラフィ活用事例

フレアスタックの温度監視

取鍋の温度監視

ヒートシールの良否

ホットメルト良否判定

紙、フィルムの温度監視

リアガラスのヒータ確認

カメラ部仕様形式
外観

FLIR Ａ３５

FLIR Ａ６５

FLIR A615

解像度
視野角（FOV）

320×256 ピクセル
69°(H)×56°(V)
45°(H)×35°(V)
25°(H)×19°(V)2.27mrad(45°レンズ )1.31mrad(25°レンズ )60Hz（69°
レンズのみ 30Hz)
Low レンジ：-25 ～ +100℃※ 69°
レンズのみ -25 ～ +135℃
High レンジ：-40 ～ +550℃-15 ～ +60℃ 結露なきこと

640×512 ピクセル
90°(H)×69°(V)
45°(H)×37°(V)
25°(H)×20°(V)1.31mrad(45°レンズ )0.68mrad(25°
レンズ )
３０Ｈｚ
Low レンジ：-25 ～ +135℃
High レンジ：-40 ～ +550℃

640×480 ピクセル
25°(H)×19°(V)

空間分解能 (IFOV)
フレームレート
計測温度範囲動作温度範囲0.68mrad50Hz–20℃～ +150℃ /+100℃～ +650℃ /+300℃～ +2000℃ ( オプション )-15℃～ +50℃ 結露なきこと

処理部ソフトウェア機能仕様

処理部基本仕様 ※モニタは付属しません。

カメラ設定

型式CPUメモリ (RAM)
ブートディスクUSB

判定機能

カメラ接続台数
オプション

温度レンジ
温度スケール（オート・手動）
放射率
透過率
パレット（レインボー、アイアン、グレイ）
NUC タイミング（オート・手動・信号）
●スポット
●ライン
●ウィンドウ（円形・矩形・多角形）●最大温度、最小温度、平均温度、温度差
●面積判定
●マスク
●エッジ抽出●位置補正●面積判定●基準温度判定●比較温度判定●同時判定 最大 20 種
● NG 回数設定●画像保存●データ保存●判定速度 最大 120ms（カメラ 1 台、範囲設定最少の場合）
１～ 6 台FLIR A35 と FLIR A65 は混在接続可能
RS-422 アナログ出力 (4-20mA 出力 )※イーサネットは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の商標です。
※ FLIR は、FLIR Systems, Inc. またはその関連会社の日本または他の国における商標です。
※ FLIR A35、FLIR A65、FLIR A615 とは FLIR Systems,Inc. の製品型式名です。
※ GV-FW10N とは株式会社アルゴルの製品型式名です。
※ Intel Core は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
※ Microsoft Ⓡは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ Visual C++ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

LANDI/DO
シリアルポートOS
開発環境

GV-FW10N
Intel Core i7-6700 3.4GHz
16GB DDR4-2400
SSD 128GB(C: 約 64GB/D: 約 55GB)
フロント：2 ポート (USB2.0×2)
リア：4 ポート (USB2.0×2、USB3.0×2)
VGA:1 ポート、DVI-D:1 ポート
カメラ接続台数 4 台以下：1280×1024 以上が表示可能なこと
カメラ接続台数 5 台以上：1920×1080 以上が表示可能なこと
2 ポート (10/100/1000 base-T) イーサネット
フォトカプラアイソレーション 24 点出力 /16 点入力
2 ポート [RS232C]
Windows10 IoT LTSC2019(64bit)
Microsoft Visual C/C++

外形寸法
質量
電源
動作温度範囲390(W)×133(H)×301.5(D)[mm] 但し、ゴム足寸法を除く
約 7kg（モニタ、マウス、キーボードを除く）
AC100 ～ 240V 単相（Wide Range）350VA Max.
0℃～ 40℃ 結露なきこと

モニター
表示解像度

■赤外線サーモグラフィでの温度計測の留意事項

・アクリル板などを透過しての温度計測は行えません。（アクリル板表面の温度が計測されます )・研磨した金属表面などは、反射の影響が大きいため正確な温度計測が行えない場合があります。
・サーモグラフィカメラは、消防法に基づいた火災検知装置ではありませんので火災報知器等は別途ご用意ください。
また、サーモグラフィカメラに火災を直接防止する機能はありません。温度異常をモニタすることにより、昇温を未然察知するための補助機能としてご使用ください。
・サーモグラフィカメラは人命・財産に直接影響をおよぼす用途では使わないでください。
・太陽を直接見ないようにしてください。素子が焼き付きセンサが破損する可能性があります。
・太陽光や高温物の反射に注意してください。誤検知する可能性があります。

フリアーシステムズジャパン正規代理店

https://at.azbil.com/
本社 〒 105-0014
東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
03-4233-7853
社 〒 170-8462
東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル8階 03-5961-2153※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 03-4233-7863
03-5961-2163
北 関 東 支 店 048-600-3931
名 古 屋 支 店 052-218-5080
大 阪 支 店 06-7668-0023
広 島 支 店 082-568-6181
九 州 支 店 093-285-3751

福茨島
城 営 業 所 024-927-0530
029-273-8887
つくば営業所
029-817-4755
つくば営業所群 馬 営 業 所 029-817-4755
027-310-3381
群千馬
葉 営 業 所 027-310-3381
043-246-6652
千葉 営 業 所 043-246-6652
043-202-0940
神奈川営業所
046-400-3433
神奈川営業所諏 訪 営 業 所 046-400-3433
0266-71-1112
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112

静 岡 営 業 所 054-272-5300
神 戸 営 業 所 078-341-3581
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
岡 山 営 業 所 086-460-0050
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331
220222-0000-6-AT
240401-0000-1-AT
230508-0000-1-AT