GeneralSpecifications

WW4502光伝送水晶式水位計変換器

WW4502 形光伝送水晶式水位計変換器は、光ファイバーケーブルを介して WW4501 形光伝送水晶式水位計発信器からの水位信号を入力し、水位表示や BCD 出力、アナログ出力、水位印字等を行うとともに、内蔵の不揮発性メモリに水位データを記録します。
内部に記録した水位データは、USB メモリを用いて簡単に回収可能です。

＜特長＞●発信器への電源供給および水位データの通信に光ファイバーケーブルを使用することで耐雷性が向上しています。
●光ファイバーの断線を検知する機能を有し、断線を検知すると直ちにレーザー出力を自動停止する安全設計です。
●発信器の設置標高に応じた大気圧補正や設置箇所の重力●発信器の状態信号監視や電源用避雷素子交換の作業性向上など、徹底した保守機能強化により欠測時間を大幅に削減できます。

加速度補正を行うことで、高精度な水位観測が可能です。

●国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠した BCD 出力を●水温補正あり仕様では、関連製品の水温計感部を用いて標準装備しています。また、関連製品の WP9601 形カー

水温測定による水密度を補正し、より高精度な水位測定ド読込プログラムを用いることで、WISEF データ変換もを可能としています。

可能です。

＜製品コード＞形名

基 本 仕 様 コード

付加コード

WW4502 -□□□ -□□□□ ／□□□
-A-D
101-0-1123012

仕 様 等
光伝送水晶式水位計変換器
電源入力；100 V AC
電源入力；12 V DC
光水位入力
；WW4501 1 ch
水温補正;なし
水温補正;あり（*1）
プリンタ；なし
プリンタ；あり
BCD4 桁出力 ；Photo-MOS 1 ch
BCD4 桁出力 ；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力 ；機械式リレー1 ch
BCD4 桁出力 ；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力 ；機械式リレー2 ch
アナログ出力 ；なし
アナログ出力 ；電圧 2 ch（*2） 電流 1 ch
アナログ出力 ；電圧 4 ch（*2） 電流 2 ch0／T M 1／T M 2／T M 3／T W 1／T W 2BCD4 桁出力用端子台、ケーブル 1 m 付
BCD5 桁出力用端子台、ケーブル 1 m 付
BCD5 桁出力用端子台、ケーブル 1 m 付
水温計接続用ケーブル（M-459-□1 と WW4502 間、ケーブル長 1 m）
水温計接続用ケーブル（M-459-□1 と WW4502 間、ケーブル長 2 m）

※1 水温計感部（WW9001）は別売製品です。水温補正ありでは、測定範囲が 20 m 以上の WW4501 形光伝送
水晶式水位計発信器と組み合わせてご使用ください。
※2 アナログ出力の電圧出力は 1 ch あたり 2 出力あります。1 出力目は 0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれかひとつの選択となり、2 出力目は 0～10 mV の固定です。
※ WW4502-□□1-□320 は選択できません。

GS WW4502-00
2024.08 8 版

＜仕様＞
項目

内

容

適 合 発 信 器

WW4501 形光伝送水晶式水位計発信器

入数

1点力表

示

モノクロ液晶 128×64 ドット、LED バックライト付き

表示

内

容

日付、時刻、地点番号、現在水位、水位変化傾向、記録水位、機器状態

内部

時

計

月差±30 秒以内（23±5℃のとき）

操作

キー

4 個、［MODE］、［▲］、［▼］、［ENTER］

動 作 モ ー ド連続

水位入力周期約1秒

水瞬間／移動平均／区間平均（ただし、平均処理は発信器側で実施）
大気圧補正、密度補正、重力加速度補正、水温補正（*1）、およびゼロ点補正

平位

処

均時

理間ア出グ号-□□□-□□1□形：
電圧出力×2 ch、電流出力×1 ch-□□□-□□2□形：
電圧出力×4 ch、電流出力×2 ch

ア ナ ロ グ出 力 レ ン ジ

アナログ出力ボード 1 枚につき（*3）
ch1 ： 0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれか選択
ch2 ： 0～10 mV（出力内容は ch 1 と同じ）
ch3 ： 0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれか選択
ch4 ： 0～10 mV（出力内容は ch 3 と同じ）
ch5 ： 4～20 mA

アナログ出力精度
アナログ出力
許容負荷抵抗

記

録

記録

記

録

内

フルスケールの±0.05 %以内（23±3 ℃のとき）
0～10 mV
0～1 V
0～5 V
1～5 V
4～20 mA：100 kΩ以上：5 kΩ以上：5 kΩ以上：5 kΩ以上：550 Ω以下

容

日付、時刻、水位（瞬間値または平均値）、機器状
態

周期1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間

期間約 1.35 年（記録周期 1 分の場合）

データ回 収 用
インターフェース

USB2.0 対応メモリ（*4）

光

1.48 um（給電）、1.55 um（通信）源

波

長適合ファイバー

シングルモードファイバー

最パ

200 mW（給電）、2 mW（通信）

大出ワ

力ー

レーザー規 格レーザークラス

JIS C 6802
クラス 3B（給電）（*5）、クラス 1M（通信）（*6）

断線

検知あり

使用

環

境-10～50℃、90％r.h.以下

使用

電

源

-A□□-□□□□形；100 V AC±10％、50／60 Hz-D□□-□□□□形；10.5～16.5 V DC

GS WW4502-00
2024.08 8 版

内容

巻 取 機 能：自動巻取機能内蔵
費

電

流 -A10-0100 形 ：100 V AC、220 mA 以下（*7）
バッテリの充電電流を含まず-D10-0100 形 ：12 V DC、400 mA 以下選択仕様による加算値-A□□-□□□□形：
BCD5 桁出力 1 ch につき 100 V AC、約 10 mA
アナログ出力 1 枚につき 100 V AC、約 30 mA
プリンタあり 100 V AC、約 30 mA
印字時 100 V AC、約 100 mA
水温入力 100 V AC、約 10 mA-D□□-□□□□形：
BCD5 桁出力 1 ch につき 12 V DC、約 20 mA
アナログ出力 1 枚につき 12 V DC、約 180 mA
プリンタあり 12 V DC、約 200 mA
印字時 12 V DC、約 1.3 A
水温入力 12 V DC、約 30 mA

移動平均の場合：20 秒／60 秒／300 秒／600 秒
区間平均の場合：5 秒／10 秒／15 秒-□□□-□1□□形：BCD4 桁パリティ付×1 ch-□□□-□2□□形：BCD4 桁パリティ付×1 ch
BCD5 桁パリティ付×1 ch-□□□-□3□□形：BCD4 桁パリティ付×1 ch
BCD5 桁パリティ付×2 ch

ロ
信目プ
リン
タ 印 字 方 式：感熱ラインドット方式-□□□-1□□□形 印 字 用 紙：専用感熱紙（用紙幅約 58 mm、用紙長約 26 m）
印 字 期 間：約 6.5 カ月（印字周期 1 時間の場合）
印 字 内 容：年月日、時刻、水位データ、その他
印 字 周 期：なし／1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間
消BCD 出力信号
（*2）

ナ力項

絶 縁 抵 抗 AC 電源端子とアース端子間：500 V DC、50 MΩ 以-A□□-□□□□形 上。ただし避雷素子を外した状態
絶 縁 耐 圧 AC 電源端子とアース端子間：1500 V AC、1 分間。
-A□□-□□□□形 ただし避雷素子を外した状態
充電 充電方式-A□□-□□□□形 充電電圧
最大充電電流塗外質；定電圧充電方式；約 13.6 V DC
；約 0.6 A

色 前面・背面パネル
その他の面形

寸：マンセル値 5.2PB 8.2/1.0：マンセル値 4.1PB 6.0/4.5

法 約 480（W）×149（H）×230（D）mm
突起物を含まず量 プリンタなし（-D10-0100 形）約 4.3 kg
プリンタあり（-D10-1100 形）約 4.9 kg
選択仕様による加算値
AC 電源仕様 ；約 0.5 kg
BCD5 桁出力 ；1 ch につき約 0.20 kg
アナログ出力 ；1 枚につき約 0.14 kg
水温入力；約 0.15 kg

※1
※2
※3
※4

水温補正あり仕様（WW4502－□□1－□□□□）の場合
国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠
アナログ出力ボードの枚数は、-□□□-□□1□形は 1 枚、□□□-□□2□形は 2 枚となります。
USB メモリは別売りの推奨製品をご使用ください。また、SDカードを使用する場合には、推奨する USBメモリアダプタと SDカードをご使用ください。

２

※5

クラス 3B（JIS C 6802）※7

発信器への供給電源を含む※6＜水温入力仕様＞

クラス 1M（JIS C 6802）＜関 連 製 品＞
部品番号

仕様・備考

光伝送水晶式水位計発信器

品

WW4501WW4502 用発信器
光ファイバーの融着部の固定と保護発信器－変換器間が 200m 以上の場合に使用
水温補正用
WW9001 形水温計感部を接続する場合、M-459-□1
形を選択
シングルモードファイバー
FWFC1_9S-S_5M 相当品
シングルモードファイバー
FWSC1_9S-S_5M 相当品
シングルモードファイバー
FWLC1_9S-S_5M 相当品
変換器―光成端箱間
光ファイバーケーブル
巻取用、SPOOL-2-ST 相当品
吉田電機工業株式会社製 PXDS40V3 または相当品。K5642BQ と組み合わせて使用
A2066JT と組み合わせて使用第一電子工業株式会社製57-30360 または相当品
吉田電機工業株式会社製PXDS-50V3 ま た は 相 当品。K5642DG と組み合わせて使用
A2067JT と組み合わせて使用
第一電子工業株式会社製57-30500 または相当品
M-459-□1 と WW4502 間の接続ケーブルです。本ケーブルの WW4502 側に、水温入力コネクタ（A1005JD）が付いています。
第一電子工業株式会社製57-30360 または相当品

水温補正あり仕様（－□□1－□□□□形）の場合
項
適目

合入

感力

内容部

WW9001 形水温計感部

光成端箱

K5695NL数白金測温抵抗体（JIS Pt100Ω A 級）：5 点

屋外用光接続箱（壁取付）
屋外用光接続箱（支柱取付）
水温計感部

K5611BNK5611BP
WW9001

測定

方式

4 線式

測定

範

囲-10～60℃

変換

精度±0.2℃（使用環境-10～50℃、感部誤差含まず）

水温入力周期

＜付名

属品＞

品

名1分

数量

部品番号

FC コネクタ付き
光ファイバーケーブル 5 m

1本

A1085PW

SC コネクタ付き
光ファイバーケーブル 5 m

1本

A1084PW

LC コネクタ付き
光ファイバーケーブル 5 m

1本

A1086PW

光ファイバーケーブル巻取リール

3個

K5695NQ

2本
2個1個2個1個

K5695KL
A1317EF
A1317EFK5695MJ
A2066JT-A□□-□□□□形-D□□-□□□□形-□□□-1□□□形/TM1 形1本

K5642BQ/TM1 形

1個1個

A1005JD
A2067JT

1本

K5642DG

避雷素子交換用工具
ﾋｭｰｽﾞ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）ﾋｭｰｽﾞ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）
記録紙
BCD4 桁出力端子台
BCD4 桁出力端子台用ケーブル 1 m
BCD4 桁出力コネクタ
BCD5 桁出力端子台
BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m
BCD5 桁出力コネクタ

1個

A1006JD

水温計接続用ケーブル 1 m
水温計接続用ケーブル 2 m

1本
1本

N9008-11
N9008-21

水温入力コネクタ

1個

A1005JD

ノイズフィルタ
束線バンド
取扱説明書

2個
2本
1部

A1179MN－－仕様・備考
シングルモードファイバー
FWFC1_9S-S_5M
相当品
シングルモードファイバー
FWSC1_9S-S_5M相当品
シングルモードファイバー
FWLC1_9S-S_5M
相当品
変換器-光成端箱間
光 フ ァ イバ ーケ ー ブ
ル巻取用
SPOOL-2-ST 相当品

屋外用端子盤
FC コネクタ付き
光ファイバーケーブル 5 m
SC コネクタ付き
光ファイバーケーブル 5 m
LC コネクタ付き
光ファイバーケーブル 5 m

M-459
A1085PW
A1084PW
A1086PW

光ファイバーケーブル
巻取リール

K5695NQBCD4 桁出力端子台

A2066JT

BCD4 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K5642BQ

BCD4 桁出力コネクタ

A1005JD

BCD5 桁出力端子台

A2067JT

BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K5642DG/TM1 形を選択しない場合/TM2 形/TM3 形

BCD5 桁出力コネクタ

A1006JD/TM2 形/TM3 形

水温計接続ケーブル 1m

N9008-11

水温計接続ケーブル 2m

N9008-21

水温入力コネクタ

A1005JD

USB メモリ
USB メモリアダプタ
避雷素子交換用工具
小型シール鉛蓄電池
小型シール鉛蓄電池
カード読込プログラム

K5690PM
K5690WW
K5695KL
M-313-01
M-313-02
WP9601

BCD5 桁出力付きを選択し、かつ/TM2 形/TM3 形を選択しない
場合/TW1 形/TW2 形
水温補正ありを選択
し 、 か つ /TW □ 形 を選択しない場合-□□1-□□□□形-□□1-□□□□形

SD カード用
12 V 7.2 Ah
12 V 24 Ah＊ 電源ケーブル、バッテリ接続ケーブルおよびアース線は付属しません。

３GS WW4502-00
2024.08 8 版

＜保守品＞品

名

避雷素子（AC 電源用）
避雷素子（DC 電源用）
ﾋｭｰｽﾞ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）
記録紙

＜外形

数量

部品番号

仕様・備考

1式
1式
1個1個

K5632DRK5632DS
A1317EFK5695MJ-A□□-□□□□形-D□□-□□□□形

図＞＜構成ブロック図＞

100 V ACまたは
12 V DC■ 屋外用光接続箱を使用しない場合

WW4501形
光伝送水晶式
水位計発信器

光成端箱

WW4502形
光伝送水晶式
水位計変換器バッテリ

100 V ACまたは
12 V DC■ 屋外用光接続箱を使用する場合

WW4501形
光伝送水晶式
水位計発信器

屋外用
光接続箱
光成端箱

光成端箱

WW4502形
光伝送水晶式
水位計変換器バッテリ※ バッテリは、-A□□-□□□□形の場合に接続可能です。
※ 破線部は本製品に含まれません。
＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WW4502-00
2024.08 8 版

４