PicoScope 2000シリーズ®

超軽量PCオシロスコープ

ベンチトップオシロスコープに代わるコンパクトスコープ

2つまたは4つのアナログチャンネル
16のデジタルチャンネルを備えたMSOモデル
帯域幅最大100 MHz
サンプルレート最大1 GS/s
キャプチャメモリ最大128 MS
内蔵の任意波形ジェネレーター
USB接続＆USB電源

www.picotech.com

PicoScope 2000シリーズの紹介

PicoScope 2000シリーズには、2チャンネルまたは4チャンネルのオシロスコープ、アナログ
入力2個およびデジタル入力16個の混合信号オシロスコープ（MSO）があります。
すべてのモデルにスペクトラムアナライザー、
ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、
シリアルバスアナライザーを搭載しており、MSOモデルはロジックアナライザーも装備しています。

PicoScope 2000Aモデルは、
アナログおよびデジタルエレクトロニック、埋め込みシステムな
どの様々な用途において優れた波形の視覚化、および25 MHzの測定を行うことができ、その費用に対する価値は他を寄せ付けません。
教育、趣味、現場作業などの様々な用途に最適にご使用いただけます。

高度なオシロスコープディスプレイ

PicoScope 6ソフトウェアは、PCのディスプレイサイズ、解像度、処理能力を活用し、4つのアナログ信号、2つの信号の拡大ビュー（シリアルデコード実行中）、
および3番目のスペクトル
ビューをすべて同時に表示することができます。
従来のベンチトップオシロスコープとは異なり、お使いのコンピューターのモニターのサイズがディスプレイのサイズとなります。
ソフトウ
ェアも、
タッチスクリーンのデバイスで使いやすい設計となっており、ピンチして拡大、ドラッグ
してスクロールなどの機能をお使いいただけます。

PicoScope 2000Bモデルは、
ディープメモリ（最大128 MS）、高い帯域幅（最大100 MHz）、高速の波形更新レートなどのさらに優れた機能を装備しており、シリアルデコードや周波数の時系列グラフ化など、高度な波形分析を実行する上で必要となる性能を提供することができます。

2チャンネルオシロスコープ：2204Aおよび2205A
4チャンネルオシロスコープ

2チャンネルオシロスコープ：2206B、2207B、2208B

2+16チャンネル混合信号オシロスコープ（MSO）

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

超コンパクトでポータブルなのにパワフル

PicoScope 2000シリーズオシロスコープはとてもコンパクトなので、プローブやリード線な
どと一緒にラップトップケースに入れることができます。
かさばるベンチトップデバイスに代わるこれら最新スコープは、設計、試験、教育、
サービス、監視、故障発見・修正など、幅広い範囲の用途に最適で、移動の多いエンジニアにぴったりです。

高速サンプリング

PicoScope 2000シリーズロスコープは、
アナログチャネルで最大1 GS/sの高速リアルタイ
ムサンプルレートを実現しています。
タイミング解像度は、1 nsです。

反復アナログ信号では、等価時間サンプリング（ETS）
モードで最大有効サンプルレートを最大10 GS/sに引き上げることができ、100 psという高解像度を実現することが可能です。
どのスコープでも、メモリ長を最大限に活用したプリトリガー、ポストトリガーキャプチャをサポートしています。

標準装備の高機能

他社のオシロスコープを購入される場合とは異なり、PicoScopeには高度な機能性が搭載されているため、価格に対する価値は非常に高くなっています。
PicoScopeには必要なものがすべて含まれているため、高額な料金を支払ってハードウェアを追加する必要はありません。
解像度向上、マスクリミット試験、
シリアルデコード、高度なトリガー、自動測定、演算チャ
ンネル（周波数およびデューティサイクルを時間に対してプロットする機能を含む）、XYモード、セグメント化メモリなどの高度な機能がすべて含まれています。

USB接続
高い信号品位

Pico Technologyは、当社が提供する製品の優れた性能に自信を持っています。
注意深いフ
ロントエンド設計とシールディングにより、
ノイズ、
クロストーク、高調波ひずみなどを減少させることができます。
オシロスコープ設計に携わってきた何十年もの経験は、パルス応答や帯
域幅フラットネスの改善などに反映されています。

結果は明らかです。
回路のプローブを行う際には、画面上の波形を信頼していただくことができます。

USB接続により、現場から素早く簡単にデータを印刷、コピー、メールで送信することができます。
高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。
また、USB電源を使用することで、外部電源周辺に持ち運ぶ必要もなくなります。

柔軟性

PicoScopeソフトウェアは、使いやすいインターフェースで高度な機能を提供しています。
標準のWindowsインストレーションに加え、PicoScopeベータ版ソフトウェアはLinuxやmacOSオペレーティングシステムでも稼働するため、お好みのプラットフォームを選んで
PicoScopeを使用することができます。

製品サポートに対する強いコミットメント

当社は、PicoScopeのPCソフトウェアおよびオシロスコープファームウェアの無料更新を定期的に提供しております。
製品をご使用になる限り、
ずっとご利用いただけます。
スコープの性能や機能性は改善されていきますが、ご購入の際にお支払いいただいた金額以外の料金は一切いただきません。

このような高いレベルのサポート、当社の技術チーム、販売サポートチームによるお客様
サービスは、お客様から常に高い評価をいただいています。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

ディープキャプチャメモリ

PicoScope 2000シリーズの「B」
モデルは、波形キャプチャバッファが32～128メガサンプルの範囲ですが、
これは他社製品の数値をはるかに上回っています。
ディープメモリにより、最大サンプ
ル速度で長時間の波形をキャプチャすることができます。
実際、PicoScope 2000シリーズの中には、1 nsの分解能で100 msの波形をキャプチャするモデルもあります。
対照的に、10メガサンプ
ルメモリのオシロスコープで同じ100 msの波形をキャプチャすると、分解能はたったの10 nsです。

このディープメモリは他の場合にも便利です。
PicoScope 6では、キャプチャメモリを幾つものセグメント（最大10,000）に分割することができます。
各セグメントに別個のキャプチャを保存する
よう、
トリガー条件を設定することができます。
キャプチャ間のロス時間は、
たったの1 µsです。
データを取得したら、一度に1つのセグメントずつ確かめて、探しているイベントを探すことができます。
強力なツールが搭載されており、
これらデータすべてを管理・解析することができます。
マスクリミット試験や色持続モードなどの機能と同様に、PicoScope 6ソフトウェアでは何百万という倍率で波形を調べることができます。
[ズーム概要]ウィンドウでは、
ズーム領域のサイズや場所を簡単にコントロールすることができます。
波形バッファ、
シリアルでコード、
ハードウェアアクセラ
レーションなどの他のツールをディープメモリと併用すると、PicoScope 2000シリーズは市販されている中で最も価値の高いオシロスコープとなります。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 6ソフトウェア

PicoScopeソフトウェアのディスプレイは、基本にも詳細にも必要に応じて適合させることができます。
チャンネル1つの単一ビューで始まり、最大4つのライブチャンネルを表示するようにディ
スプレイを拡張したり（モデルにより異なります）、演算チャンネルや基準波形を表示したりすることもできます。
複数のスコープおよびスペクトルビューを自動レイアウトまたはカスタムレイア
ウトで表示し、よく使用するコントロールすべてにツールバーから素早くアクセスできるようにしつつ、波形表示のためにディスプレイを空けておくことができます。
[ツール]メニュー：カスタムプロー
ブ、
シリアルデコード、基準波形、
マ
スク試験、
アラーム、
マクロの設定を行います。

タッチスクリーンコントロール：
タッチスクリーンデバイスでは、便利なボタンを使って微調整を簡単に行うことができます。

バッファナビゲーションツールバー：PicoScope
は、最大10 000の波形を記録することができます。
バッファをクリックすれば間欠的なイベントを探せます。
または [バッファ概要] サムネイルを使
うこともできます。

ズームおよびスクロールツールバー：
ズームイン、
ズームアウト、
パンツール
を使って、波形上で簡単にズームすることができます。

自動設定ボタン：
PicoScopeが適切なス
ケールのディスプレイに収集時間、および入力範囲を設定します。

ルーラー凡例：絶対および差動ルーラー測定がこ
こにリストされます。

ルーラー：各軸には、画面上でドラッグして素早く測定できるルーラーが2本あります。

チャネルオプション：各
チャンネルに応じて設定を調整します。

[ズーム概要]ウィンド
ウ：クリックしてドラッグすると、ズームしたビューを素早く調整したりナビゲートしたりできます。

トリガーマーカー：
マーカーをドラッグして、しきい値および事
前設定のトリガー時間を調整します。

調整可能軸：垂直軸をディスプレイの上下に動かして、スケールやオフセットを変更します。
PicoScopeにより自動で軸の再調整を行うことも可能です。

信号ジェネレーター：標
準信号、
または任意波形を生成します。
周波数掃引モードが含まれます。

トリガーツールバー：メインコントロー
ルに素早くアクセスし、詳細トリガーがポップアップウィンドウに表示されます。

スペクトルビュー：周波数領域データを時間領域波形と共に、
または専用のスペクトルモードで表示します。

自動測定：必要な数の演算時間領域および周波数領域測定を追加し、変動を表す統計パラメータを表示します。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

ミックスドデジタル・アナログ信号

PicoScope 2000 MSOモデルは、2つのアナログチャンネルに16のデジタルチャンネルを追加することができるため、
アナログおよびデジタルチャンネルの正確な時間相関を得ることができます。
デジタルチャンネルをグループ化し、バスとして表示することができます。
各この際、各バス値は16進数、2進数（バイナリ）、10進数（小数）、またはレベル（DACテスト向け）で表示されます。
ア
ナログおよびデジタルチャンネルの両方で詳細なトリガーを設定できます。
デジタル入力によっても、
シリアルデコードオプションはさらに強化されます。
アナログおよびデジタルチャンネル上のシリアルデータを同時にデコードすることができるため、最大20チャンネ
ルのデータを取得できます。
例えば、複数のSPI、I²C、CANバス、LINバス、FlexRayなどの信号のデコードを同時に行うことができます。
オシロスコープのコントロール：ズー
ム、フィルター、
ファンクションジェネレー
ターなど、PicoScopeのアナログドメイ
ンコントロールすべて、MSOデジタル信号モードでも使用することができます。

デジタルチャンネルボタン：デジタ
ル入力を設定して表示します。
アナ
ログおよびデジタル信号を同じタ
イムベースで表示します。

ディスプレイのスプリット：PicoScopeでは、
アナログ信号とデジタル信号を同時に表示することができます。
ディ
スプレイのスプリットを調整することで、アナログ波形のスペースを広げたり狭くしたりできます。

ルーラー：アナログおよびデジタルペインの両方に表示される
ため、信号のタイミングを比較することができます。

アナログ波形：アナロ
グ波形を、
デジタル入力との時間相関で表示します。

リネーム：デジタルチ
ャンネルおよびグルー
プは、名前を変更することができます。
デジ
タルビューでグループを展開したり折りた
たんだりすることができます。

レベル別に表示：ビットをフィールドにグループ化し、アナログレベルとして表示します。

高度なトリガー：デジ
タルチャンネルでは、
デジタルトリガーおおびロジックトリガーオ
プションも使用することができます。

ディスプレイ形式：選択
したビットを個々に表示するか、
または数値かASCII形式でグループとして表示します。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

パーシスタンスモード

スペクトラムアナライザー

PicoScope 2000シリーズのハードウェアアクセラレーションにより、高速パーシスタンスモー
ドで、1秒間に最大80 000という波形更新レートが実現します。
色分け、または強度グレーディングにより、安定したエリアや間欠的なエリアを見分けることができます。
アナログ強度、デ
ジタルカラー、高速表示モードから選択するか、
またはカスタム設定を作成してください。

ボタンをクリックすると、
アクティブなチャンネルのスペクトルプロットが表示されます。
最大周波数は、200 MHzです。
設定できる範囲が大きいため、
スペクトルビン、
ウィンドウ機能、
スケーリング（log/logを含む）、
およびディスプレイモード（即時、平均、
ピークホールド）などを制御することができます。

PicoScope 6のパーシスタンスモードオプションを使うと、古いデータと新しいデータを重ねて表示することができます。
新しい波形は、強い陰のついた明るい色になります。
これにより、
グリッチやドロップアウトを簡単に見つけて、その相対頻度を推測することができます。
ビデ
オ波形やアナログ変調信号など、複雑なアナログ信号の表示、解釈に便利です。

スペクトルビューでは、周波数に対する振幅をプロットします。
信号のノイズ、
クロストー
ク、
ひずみなどを見つけるのに最適です。
PicoScope 6は、単一の非反復波形のスペクトルを表示することができる、高速フーリエ変換（FFT）
スペクトラムアナライザー（従来の掃引方式のスペクトラムアナライザとは異なる）を使用します。

異なるチャンネルおよびズーム要素を含む複数のスペクトルビューを表示し、これらを同じデータの時間領域ビューと共に表示することができます。
THD、THD+N、SNR、SINAD、IMDなど、様々な自動周波数領域測定から選択して、ディスプレイに追加できます。
スペクトルにマスクリミット試験を適用したり、AWGとスペクトルモードを一緒に使って掃引スカラーネットワーク解析を実行することさえ可能です。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

シリアルデコードおよび解析

PicoScope 2000シリーズには、標準装備としてシリアルデコード機能がついています。
PicoScope 6ソフトウェアは、I2C、SPI、CAN、RS-232、マンチェスター、DALIなど、20のプロトコルに対応しています。
デコードにより、設計内で起こっていることを把握し、プログラミングおよびタイミングのエラーを特定して、他のシグナルインテグリティに関する問題を確認することができます。
タイミング解析ツールは、各デザイン要素の性能を示し、システム性能全体を最適化する上で改良する必要のある部分を特定します。
どの組み合わせでも、一度に複数のプロトコルをキャプチャしてデコードすることができます。
制限となるのは、使用できるチャネルの数のみです（MSOモデルで18）。
アナログおよびデジタル
入力上のシリアルデータを同時にデコードすることができます。
ブリッジ上のデータフロー（CANバスイン、LINバスアウトなど）を観察する性能も非常に強力です。
PicoScope 2000Bモデルのディープメモリ機能により、データの何千ものフレームを処理できるため、
シリアルデコードには最適です。

グラフ形式では、一般の時間軸上の波形の下に、デコードしたデータ（16進法、2進法、10進法、ASCII）がタイミングダイアグラム
形式で表示され、エラーのあるフレームは赤でマークされます。

これらフレームにズームして、
ノイズやひずみを調べることができます。
また、各パケットフ
ィールドには別々の色が割り当てられている
ため、データの読み出しも簡単に行えます。

表形式の場合、
データ、
フラッグや識別しすべてを含む、デコードしたフレームのリストが表示されます。
フィルター条件を設定して、関心のあるフレームのみを表示したり、特定の特性を持つフレームを探したりすることができます。

統計オプションは、
フレーム時間や電圧レベルなどの物理レイヤーに関する詳細を示します。
PicoScope 6では、スプレッドシートをインポートして、データをユーザー定義したテキスト文字列にデコードすることも可能です。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

マスクリミット試験

マスクリミット試験では、ライブ信号と既存の安定した信号を比較することができ、製造およびデバッグ環境で使用するために設計されています。
既知の安定した信号をキャプチャします。
その周辺でマスクを生成してアラームを使用し、マスクから外れる波形すべて（タイムスタンプ付き）を自動で保存するようにします。
PicoScope 6は、間欠的なグリッチすべてをキャプチャし、不合格カウントを[測定結果]ウィンドウに表示します（ウィンドウは他の測定結果にも使用することができます）。
マスクの不合格のみを表示するように波形バッファナビゲーターを設定し、そのグリッチを素早く特定することができます。
マスクファイルの編集（数字またはグラフィック）、
インポート、
エクスポートも簡単に行えます。
また、複数のチャンネルで、複数の観点のマスクリミット試験を同時に実行することもできます。

アラーム

特定のイベントが発生した場合に自動で操作を実行するよう、PicoScope 6をプログラムすることができます。

アラームをトリガーできるイベントには、マスクリミット失敗、トリ
ガーイベント、
フルバッファなどがあります。

PicoScope 6が行う操作には、ファイルの保存、サウンドの再生、プログラムの実行、任意波形ジェネレーターのトリガーなどがあります。

波形バッファおよびナビゲーター

波形にグリッチを見つけても、スコープを止める頃にはもうなくなっているということはありません
か？PicoScopeを使えば、環状波形バッファ内に最後の10,000波形を保存できるため、グリッチや他の一時的なイベントを見逃す心配はなくなります。

バッファナビゲーターにより、波形を効率的にナビゲートして検索できるため、効果的に時間を遡ることができます。
マスクリミット試験を実行する場合は、マスク失敗時にのみナビゲーターを表示するように設定することで、素早くグリッチを見つけることができます。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

任意波形およびファンクションジェネレーター

PicoScope 2000シリーズオシロスコープすべてには、内蔵のファンクションジェネレーター、
任意波形ジェネレーター（AWG）が装備されています。
ファンクションジェネレーターは、正弦波、矩形波、三角波、DCレベル波形など様々な波形を生成できます。
AWGでは、
データファイルから波形をインポートしたり、内蔵のグラフAWGエディターを使って波形を作成・修正したりできます。

レベル、
オフセット、周波数のコントロールに加え、さらに詳細オプションを使用できるため、様々な周波数に対応させることができます。
ピークホールド、平均、
リニア/対数軸などのオプションを装備した高度なスペクトルモードと併用することで、アンプやフィルター応答の試験を行う強力なツールとなります。

自動測定

PicoScopeでは、算出された測定値の表を自動で表示して、トラブルシューティングや解析を行うことができます。
内蔵の測定統計を使うと、各測定値の平均、標準偏差、最大値、最小値、および現在の値を表示できます。

各ビューには、測定を必要な数だけ追加できます。
スコープモードでは18、スペクトルモード
では11の異なる測定値を追加することができます。
これら測定結果に関する情報は、仕様の表の自動測定を参照してください。

スコープモード

スペクトルモード

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

デジタルトリガーアーキテクチャ

1991年、Pico Technologyは実際のデジタル化データを使用したデジタルトリガー、および高精度ヒステリシスの使用においてパイオニアとなりました。
通常、
デジタルオシロスコープには、
コンパレーターに基づくアナログト
リガーアーキテクチャが使用されてきました。
この場合、時間および振幅エラーが発生する可能性があり、これらは必ずしも修正できるとは限りません。
加えて、コンパレーターを使用することで、高帯域幅におけるトリガー感
度に限界が生じ、長いトリガーリアーム遅延が発生する場合があります。

Picoのデジタルトリガーは、
トリガーエラーを減らすのみならず、全帯域幅でも最小の信号上でオシロスコープをトリガーすることができます。
これにより、高い精度、高い解像度でトリガーレベルやヒステリシスを設定することが可能です。
デジタルトリガーアーキテクチャにより、リアーム遅延も減少させることができます。
セグメント化メモリと併用することで、8ビットモードでは10msに10,000波形をキャプチャするラピッドトリガーを使用することができます。

高度なトリガー

PicoScope 2000シリーズは、
パルス幅、
ウィンドウ化、
ドロップアウトなど、業界をリードする高度なトリガーを提供します。

MSOモデルで使用可能なデジタルトリガーにより、16個のデジタル入力のいずれか、またはすべてがユーザー定義したパターンと一致する場合、スコープをトリガーすることができます。
各チャンネルごとに別個に条件を指定したり、16進法値または2進法値を使ってすべてのチャンネルに一度にパターンを設定したりできます。
また、
ロジックトリガーを使ってデジタルトリガーとエッジを組み合わせたり、
アナロ
グ入力上のウィンドウトリガーを使用したりできます。
例えば、測定したパラレルバスのデータ値でトリガーする場合などです。

カスタムプローブ

カスタムプローブ機能により、
プローブ、
トランステ
ューサー、
その他のセンサーなどのゲイン、減衰、
オ
フセット、非線形性などを修正したり、電圧以外（電流、電力、温度など）の値を測定したりすることができます。
Picoの標準装備プローブは内蔵されていますが、線形スケーリングや補完データ表を使って自分のプローブを作成し、後で使用できるように保存することも可能です。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

演算チャンネルおよびフィルター

PicoScope 6では、入力信号や基準波形に対して様々な演算を実行することができます。
加算、反転などの簡単な関数を選択するか、または方程式エディターを開いて、フィルター（ローパス、
ハイパス、
バンドパス、
パンドストップフィルター）、三角法、指数関数、対数、統計、積分、導関数が関係するような複雑な関数を作成します。

各スコープビューには、最大8つの実際のチャンネルまたは算出されたチャンネルが表示されます。
スペースがなくなったら、別のスコープビューを開いて追加できます。
演算チャンネルを使って、複雑な信号の詳細を表示することも可能です。
例えば、一定期間における信号のデューティ
サイクルや周波数の変化をグラフで表せます。

PicoScope 6を使って周波数を対時間でプロッ
トする

すべてのオシロスコープは波形の周波数を測定できます
が、その周波数が時の経過と共にどう変化するか知る必要がある場合があり、それを測定するのは非常に難しいことです。
freq演算機能でこれを行うことができます。
この例
では、トップ波形の周波数がランプ関数によって変調され、ボトム波形でプロットされています。

別の演算機能により、同様の方法でデューティサイクルをプロットすることができます。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoLog® 6サポート

PicoScope 2000シリーズオシロスコープは、PicoLog 6でもサポートされるようになりました。
これにより、1度のキャプチャの信号を複数の単位で表示・記録することができます。

PicoLog 6により、チャンネルごとに最大1 KS/秒のサンプルレートが可能となるため、複数のチャンネルの電圧、電流レベルなど、一般パラメーターを同時に長時間観察する際に最適です。
波形および高調分析には適していません。
それらのタスクには、PicoScope 6を使用してください。

PicoLog 6を使うと、オシロスコープからのデータをデータロガーや他のデバイス
からのデータと並べて表示できます。
たとえば、PicoScopeで電圧や電流を測定
し、TC-08熱電対データロガー。
PicoLog 6は、Windows、macOS、Linux、Raspberry Pi OSで使用できます。

PicoSDK® - 自分のアプリを作成

当社のソフトウェア開発キットであるPicoSDKを使えば、自分のソフトウェアを作成することができ、Windows、macOS、Linux用のドライバが含まれています。
当社のGitHub組織ページで提供されるコード例は、National Instruments LabVIEWやMathWorks MATLABなどのサードパーティ社製ソフトウェアパッケージとインターフェースで接続する方法を示しています。
特にドライバは、USBを通じてギャップフリーの連続データを最大125 MS/sの速度で直接PCに取り込むモードであるデータストリーミングをサポートしているため、スコープのキャプチ
ャメモリのサイズに制限されることはありません。
ストリーミングモードのサンプリング速度
は、PCの仕様およびアプリケーションの読み込みによって異なります。
また、当社の試験＆測定フォーラムや
ウェブサイトのPicoAppsセクションでは、PicoScope 6ユーザーがコードやアプ
リケーションを共有しています。
ここに示されている周波数応答アナライザーは、
こ
れらアプリケーションの中でも人気の高いものです。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

キットの内容とアクセサリ

PicoScope 2000シリーズオシロスコープキットには、以下の同梱物が含まれています：•

USB 2.0（USB 3.0/3.1対応）ケーブル•

デジタル入力ケーブル（MSOモデルのみ）•

クイックスタートガイド••

x1/x10受動プローブ2または4個（プローブなしと記載のキットを除く）

ロジック試験クリップ20個（MSOモデルのみ）

プローブ、
ケーブル、
クリップ

PicoScope 2000シリーズオシロスコープキットには、
オシロスコープの性能に適合するよう特別に調整されたプローブが同梱されています。
MSOモデルには、MSOケーブル、試験クリップ20個も同梱されます。

20方向25 cmデジタルMSOケーブル

オシロスコープのプローブ

MSO試験クリップ

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

クイック製品セレクター

USB電源供給型の低コストオシロスコープ
で、波形を表示します。

自動測定、シリアルデコード、
シリアルデ
コード、持続ディスプレイ、
マスクリミット試
験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。

2チャンネルオシロスコープ

モデル

4チャンネルオシロスコープ

混合信号オシロスコープ

アナログ入力2 + デジタル入力
16

ディープメモリ機能により、高サンプルレートで長時間測定することができます。
再測定することなくデータ上にズームすることができます。
これは、詳細なタイミング解像度で一度限りのイベントを解析する場合に必要不可欠な機能です。

任意波形ジェネレーターでは、大きなメモリバッファに複雑な波形を保存できるので、現実的な入力で設計の試験を行うことが可能です。

PicoScope
2205A

PicoScope
2206B

PicoScope
2207B

PicoScope
2208B

モデル

PicoScope
2405A

PicoScope
2406B

PicoScope
2407B

PicoScope
2408B

モデル

PicoScope
2205A MSO

PicoScope
2206B MSO

PicoScope
2207B MSO

PicoScope
2208B MSO

帯域幅
最高サンプルレート
キャプチャメモリ
AWG 帯域幅

帯域幅
最高サンプルレート
キャプチャメモリ
AWG 帯域幅

帯域幅
最高サンプルレート
キャプチャメモリ
AWG 帯域幅

PicoScope
2204A

USB電源供給型の高性能オシロスコープで、波形を分析します。

10 MHz
100 MS/s
8 kS
100 kHz

25 MHz200 MS/s
16 kS
100 kHz

25 MHz500 MS/s
48 kS
1 MHz

25 MHz500 MS/s
48 kS
1 MHz

50 MHz500 MS/s
32 MS
1 MHz

50 MHz
1 GS/s
32 MS
1 MHz

50 MHz
1 GS/s
32 MS
1 MHz

70 MHz
1 GS/s
64 MS
1 MHz

70 MHz
1 GS/s
64 MS
1 MHz

70 MHz
1 GS/s
64 MS
1 MHz

100 MHz
1 GS/s128 MS
1 MHz

100 MHz
1 GS/s128 MS
1 MHz

100 MHz
1 GS/s128 MS
1 MHz

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 2チャンネルオシロスコープ
PicoScope 2204A
PicoScope 2205A
垂直帯域幅（-3 dB）
立ち上がり時間（計算）ソフトウェアローパスフィルター
垂直分解能
拡張垂直分解能
入力範囲

入力感度
入力カップリング
入力コネクター
入力特性

アナログオフセット範囲（垂直位置調整）アナログオフセットコントロール精度
DC精度
過電圧保護

水平（タイムベース）

最高サンプルレート
1 ch.
（リアルタイム）
2ch.
等価時間サンプルレート（ETS）
最大サンプリング速度（USBストリーミング）
最短タイムベース
最長タイムベース
キャプチャメモリ（ブロックモード、
アク
ティブチャンネル間で共有）
キャプチャメモリ（USBストリーミングモー
ド、PicoScope 6）

10 MHz
35 ns

25 MHz
14 ns

該当なし
8ビット
最大12ビット±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V
10 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
AC / DC
シングルエンド、BNC(f)1 MΩ ± 1% ∥ 15 pF ± 2 pF

PicoScope 2206B
50 MHz
7 ns

100 MS/s
50 MS/s
2 GS/s

10 ns/div
8 kS

1 MS/s200 MS/s（Ch.A）
100 MS/s
4 GS/s500 MS/s
250 MS/s
5 GS/s

5 ns/div

2 ns/div

16 kS

32 MS

5000 s/div

100 MS（アクティブチャンネル間で共有）

PicoScope 2208B

70 MHz
100 MHz5 ns
3.5 ns
構成可能なソフトウェアローパスフィルター
8ビット
最大12ビット±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V
4 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
AC / DC
シングルエンド、BNC(f)1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
±250 mV（範囲20 mV～200 mV）±2.5 V（範囲500 mV～2 V）±25 V（範囲5 V～20 V）
オフセット設定の±1%、基本DC精度に追加
フルスケールの±3%、±200 µV±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz

なし

該当なし
フルスケールの±3%、±200 µV±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz

PicoScope 2207B

1 GS/s500 MS/s
10 GS/s

9.6 MS/s（PicoSDK使用で31 MS/s）
5000 s/div

1 ns/div

64 MS

128 MS

100 MS（アクティブチャンネル間で共有）

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 2チャンネルオシロスコープ
PicoScope 2204A
PicoScope 2205A

キャプチャメモリ（USBストリーミングモー
ド、PicoSDK）
波形バッファ
（PicoScope 6）
1秒ごとの最大波形
初期タイムベース精度
タイムベースドリフト
サンプルジッタ
ADCサンプリング

動的性能（代表値）

クロストーク（フル帯域幅、等しい範囲）
高調波ひずみSFDR（100 kHz、
フルスケール入力、代表値）
ノイズ

帯域幅フラットネス

トリガー

ソース
トリガーモード

高度なトリガー

トリガーの種類、ETS
セグメント化メモリバッファ（PicoSDK）
セグメント化メモリバッファ（PicoScopeソフトウェア）
トリガー感度、
リアルタイムトリガー感度、ETS
最大プリトリガーキャプチャ
最大ポストトリガー遅延
トリガーリアーム時間

最大でPCのメモリを利用可能

10 0002000±100 ppm±5 ppm/年
30 ps RMS（代表値）
すべての有効チャンネルで同時サンプリング

PicoScope 2206B

300:1以上

100 kHzで< –50 dB、フルスケール入力、代表値< 150 µV RMS（範囲±50 mV）(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅最大でPCのメモリを利用可能

PicoScope 2208B

10 00080 000±50 ppm±5 ppm/年
20 ps RMS（代表値）
3 ps RMS（代表値）
すべての有効チャンネルで同時サンプリング

200:1以上> 52 dB

PicoScope 2207B

100 kHzで< –50 dB、フルスケール入力、代表値< 220 µV RMS（範囲±20 mV）

範囲±20 mV: > 44 dB
範囲±50 mV以上: > 52 dB< 300 µV RMS（範囲±20 mV）(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅

Ch A、Ch B
なし、自動、
リピート、
シングル
エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、
ド
ロップアウト、
ウィンドウ損失、間隔、ロジック
立ち上がり、または立ち下がりエッジ

Ch A、Ch B
なし、自動、
リピート、
シングル、
ラピッド
（セグメント化メモリ）
エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、
ウィンドウ損失、間隔、
ラン
トパルス、
ロジック
立ち上がり、または立ち下がりエッジ（Ch Aでのみ使用可能）該当なし

10 000

該当なし

デジタルトリガーで、1 LSBの精度（最大フル帯域
幅）10 mV p-p、代表値、全帯域幅
キャプチャサイズの100%
40億サンプル
PCによって異なる

128 000

256 000

500 000

デジタルトリガーで、1 LSBの精度（最大フル帯域幅）

サンプルレート500 MS/sで< 2 μs

10 mV p-p、代表値、全帯域幅
キャプチャサイズの100%
40億サンプル

サンプルレート1 GS/sで< 1 µs

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 2チャンネルオシロスコープ
PicoScope 2204A
PicoScope 2205A
最大トリガーレート

PCによって異なる

PicoScope 2206B

12 msバーストで波形10 000
サンプルレート500MS/s、代表値

PicoScope 2207B

PicoScope 2208B

6 msバーストで波形10 000、サンプルレート1 GS/s、代表値

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 4チャンネルオシロスコープ
PicoScope 2405A
垂直帯域幅（-3 dB）
立ち上がり時間（計算）ソフトウェアローパスフィルター
垂直分解能
拡張垂直分解能
入力範囲

入力感度
入力カップリング
入力特性
入力コネクター

アナログオフセット範囲（垂直位置調整）アナログオフセットコントロール精度
DC精度
過電圧保護

水平（タイムベース）

最高サンプルレート（リアルタイム）

1 ch.
2 ch.
3または4 ch.
等価時間サンプルレート（ETS）
最大サンプリング速度（USBストリーミング）
最短タイムベース
最長タイムベース
キャプチャメモリ（ブロックモード、
アク
ティブチャンネル間で共有）
キャプチャメモリ（USBストリーミングモー
ド、PicoScope 6）
キャプチャメモリ（USBストリーミングモー
ド、PicoSDK）
波形バッファ
（PicoScope 6）
1秒ごとの最大波形

25 MHz
14 ns
該当なし
8ビット
最大12ビット±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500
mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V
4 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
AC / DC
1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
シングルエンド、BNC(f)±250 mV（範囲20 mV～200 mV）±2.5 V（範囲500 mV～2 V）±25 V（範囲5 V～20 V）
オフセット設定の±1%、基本DC精度に追加
フルスケールの±3%、±200 µV±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz

PicoScope 2406B
50 MHz
7 ns

2 ns/div
5000 s/div
48 kS

70 MHz5 ns
構成可能なローパスフィルター
8ビット
最大12ビット

PicoScope 2408B

4 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
AC / DC
1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
シングルエンド、BNC(f)±250 mV（範囲20 mV～200 mV）±2.5 V（範囲500 mV～2 V）±25 V（範囲5 V～20 V）
オフセット設定の±1%、基本DC精度に追加
フルスケールの±3%、±200 µV±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz
1 GS/s500 MS/s
250 MS/s
10 GS/s

2 ns/div
32 MS

9.6 MS/s（PicoSDK使用で31 MS/s）
5000 s/div

1 ns/div

64 MS

100 MS（アクティブチャンネル間で共有）

100 MS（アクティブチャンネル間で共有）

最大でPCのメモリを利用可能

最大でPCのメモリを利用可能

10 0002000

100 MHz3.5 ns±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V

500 MS/s
250 MS/s
125 MS/s
5 GS/s

8.9 MS/s（PicoSDK使用で31 MS/s）

PicoScope 2407B

128 MS

10 00080 000

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 4チャンネルオシロスコープ
PicoScope 2405A

初期タイムベース精度
タイムベースドリフト
サンプルジッタ
ADCサンプリング

動的性能（代表値）

クロストーク（フル帯域幅、等しい範囲）
高調波ひずみSFDR（100 kHz、
フルスケール入力、代表値）
ノイズ（範囲±20 mV）
帯域幅フラットネス±50 ppm±5 ppm/年
20 ps RMS（代表値）
すべての有効チャンネルで同時サンプリング

PicoScope 2406B

300:1以上

100 kHzで< –50 dB、フルスケール入力、代表値<150 µV RMS(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅、代表値

PicoScope 2408B±50 ppm±5 ppm/年
3 ps RMS（代表値）
すべての有効チャンネルで同時サンプリング

300:1以上

範囲±20 mV: > 44 dB
範囲±50 mV以上: > 52 dB

PicoScope 2407B

100 kHzで< –50 dB、フルスケール入力、代表値<220 µV RMS

範囲±20 mV: > 44 dB
範囲±50 mV以上: > 52 dB<300 µV RMS(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅、代表値

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – ミックスドシグナルオシロスコープ
PicoScope 2205A MSO
垂直（アナログ入力）

入力チャンネル
帯域幅（-3 dB）
立ち上がり時間（計算）ソフトウェアローパスフィルター
垂直分解能
拡張垂直分解能
入力範囲

入力感度
入力カップリング
入力コネクター
入力特性

アナログオフセット範囲（垂直位置調整）アナログオフセットコントロール精度
DC精度
過電圧保護

垂直（デジタル入力）

入力チャンネル
入力コネクター
最大入力周波数
検出可能最小パルス幅
入力インピーダンス
入力ダイナミックレンジ
しきい値の範囲

2
25 MHz
14 ns
該当なし
8ビット
最大12ビット±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500
mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V
4 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
AC / DC
シングルエンド、BNC(f)1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
±250 mV（範囲20 mV～200 mV）±2.5 V（範囲500 mV～2 V）±25 V（範囲5 V～20 V）

PicoScope 2206B MSO
50 MHz
7 ns

PicoScope 2207B MSO

PicoScope 2208B MSO

270 MHz5 ns
構成可能なソフトウェアローパスフィルター
8ビット
最大12ビット±20 mV、±50 mV、±100 mV、±200 mV、±500 mV、±1 V、±2 V、±5 V、±10 V、±20 V
4 mV/div～4 V/div（垂直分割10）
AC / DC
シングルエンド、BNC(f)1 MΩ ± 1% ∥ 16 pF ± 1 pF
±250 mV（範囲20 mV～200 mV）±2.5 V（範囲500 mV～2 V）±25 V（範囲5 V～20 V）

オフセット設定の±1%、基本DC精度に追加

オフセット設定の±1%、基本DC精度に追加

16（8ビットポート2個）
ピッチ2.54 mm、10 x 2 方向コネクター
100 MHz（200 Mb/s）
5 ns
200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF
±20 V
±5 V

16（8ビットポート2個）
ピッチ2.54 mm、10 x 2 方向コネクター
100 MHz（200 Mb/s）
5 ns
200 kΩ ±2% ∥ 8 pF ±2 pF
±20 V
±5 V

フルスケールの±3%、±200 µV±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz

100 MHz3.5 ns

フルスケールの±3%、±200 µV±100 V (DC + AC ピーク) 最大10 kHz

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – ミックスドシグナルオシロスコープ
PicoScope 2205A MSO

しきい値のグルーピング

しきい値選択ポートしきい値精度
ヒステリシス
最小入力電圧振幅
チャンネル間スキュー
最小入力スルーレート
過電圧保護

水平（タイムベース）

最高サンプルレート
アナログch. 1（リアルタイム）
デジタルポート1
2チャンネル/ポート
その他
等価時間サンプルレート（ETS）
最大サンプリング速度（USBストリーミング）
最短タイムベース
最長タイムベース
キャプチャメモリ（ブロックモード、
アク
ティブチャンネル間で共有）
キャプチャメモリ（USBストリーミングモー
ド、PicoScope 6）
キャプチャメモリ（USBストリーミングモー
ド、PicoSDK）
波形バッファ
（PicoScope 6）
1秒ごとの最大波形
初期タイムベース精度
タイムベースドリフト
サンプルジッタ
ADCサンプリング

動的性能（代表値）

クロストーク（フル帯域幅、等しい範囲）
高調波ひずみ別個のしきい値コントロール2個。
ポート0：D0～D7、ポート1：D8～D15
TTL、CMOS、ECL、PECL、
ユーザー定義±350 mV（ヒステリシスを含む）< ±250 mV
500 mV pk-pk
2 ns（代表値）
10 V/µs±50 V

PicoScope 2206B MSO

500 MS/s
500 MS/s
250 MS/s
250 MS/s
5 GS/s

8.9 MS/s（PicoSDK使用で31 MS/s）
2 ns/div
5000 s/div
48 kS

PicoScope 2207B MSO

PicoScope 2208B MSO

別個のしきい値コントロール2個。
ポート0：D0～D7、ポート1：D8～D15
TTL、CMOS、ECL、PECL、
ユーザー定義±350 mV（ヒステリシスを含む）< ±250 mV
500 mV pk-pk
2 ns（代表値）
10 V/µs±50 V
1 GS/s500 MS/s
500 MS/s
250 MS/s
10 GS/s

2 ns/div
32 MS

9.6 MS/s（PicoSDK使用で31 MS/s）
5000 s/div

1 ns/div

64 MS

100 MS（アクティブチャンネル間で共有）

100 MS（アクティブチャンネル間で共有）

最大でPCのメモリを利用可能

最大でPCのメモリを利用可能

10 0002000±50 ppm±5 ppm/年
20 ps RMS（代表値）
すべての有効チャンネルで同時サンプリング

10 00080 000±50 ppm±5 ppm/年
3 ps RMS（代表値）
すべての有効チャンネルで同時サンプリング

300:1以上

300:1以上

100 kHzで< –50 dB、フルスケール入力、代表値

128 MS

100 kHzで< –50 dB、フルスケール入力、代表値

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – ミックスドシグナルオシロスコープ
PicoScope 2205A MSO

SFDR（100 kHz、
フルスケール入力、代表値）
ノイズ（範囲±20 mV）
帯域幅フラットネス

トリガー
ソース

トリガーモード

高度なトリガー（アナログ入力）
高度なトリガー（デジタル入力）

トリガーの種類、ETS

セグメント化メモリバッファ（PicoSDK）
セグメント化メモリバッファ（PicoScope 6）
トリガー感度、
リアルタイム（アナログチャネル）
トリガー感度、ETS（アナログチャネル）
最大プリトリガーキャプチャ
最大ポストトリガー遅延範囲±20 mV: > 44 dB
範囲±50 mV以上: > 52 dB<150 µV RMS(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅、代表値
Ch A、Ch B、
デジタル0～15
なし、自動、
リピート、
シングル、
ラピッド
（セグメント化メモリ）
エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、
ド
ロップアウト、
ウィンドウ損失、間隔、
ラントパルス、
ロジック
エッジ、
パルス幅、
ドロップアウト、間隔、
ロジック、
パ
ターン、混合信号立ち上がり、または立ち下がりエッジ（Ch Aでのみ
使用可能）
96

96

PicoScope 2206B MSO<220 µV RMS

PicoScope 2207B MSO

範囲±20 mV: > 44 dB
範囲±50 mV以上: > 52 dB

PicoScope 2208B MSO<300 µV RMS(+0.3 dB、–3 dB) DC～全帯域幅、代表値
Ch A、Ch B、
デジタル0～15

なし、自動、
リピート、
シングル、
ラピッド
（セグメント化メモリ）

エッジ、
ウィンドウ、
パルス幅、
ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、
ウィンドウ損失、間隔、
ラン
トパルス、
ロジック
エッジ、
パルス幅、
ドロップアウト、間隔、
ロジック、
パターン、混合信号立ち上がり、または立ち下がりエッジ（Ch Aでのみ使用可能）

128 000

256 000
10 000500 000

デジタルトリガーで、1 LSBの精度（最大フル帯域幅）

デジタルトリガーで、1 LSBの精度（最大フル帯域幅）

キャプチャサイズの100%
40億サンプル

キャプチャサイズの100%
40億サンプル

10 mV p-p、代表値、全帯域幅10 mV p-p、代表値、全帯域幅

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – ミックスドシグナルオシロスコープ
PicoScope 2205A MSO

トリガーリアーム時間
最大トリガーレート

サンプルレート500 MS/sで< 2 μs
192 µsバーストで96波形、
サンプルレート
500 MS/s、代表値

PicoScope 2206B MSO

PicoScope 2207B MSO

サンプルレート1 GS/sで< 1 µs

PicoScope 2208B MSO

6 msバーストで波形10 000、サンプルレート1 GS/s、代表値

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 信号ジェネレーター
PicoScope 2204A & 2205A
ファンクションジェネレーター
標準出力信号

疑似出力信号標準信号周波数

掃引モード

トリガー

出力周波数精度

出力周波数分解能
出力電圧範囲
出力調整
振幅フラットネス（代表値）
DC精度
SFDR（代表値）
出力特性
過電圧保護

任意波形ジェネレーター

更新レート
バッファサイズ
分解能
帯域幅
立ち上がり時間（10%～90%）

正弦波、矩形波、三角波、DC電圧、
ランプ、
シンク、ガ
ウス、正弦半波なし
DC～100 kHz
アップ、
ダウン、
デュアル（選択可能な開始/停止周波数および増分）オシロスコープのタイムベース精度 ± 出力周波数
解像度< 0.02 Hz±2 V
振幅およびオフセット（範囲±2 V以内）
< 1 dB～100 kHz
フルスケールの±1%1 kHzのフルスケール正弦波で> 55 dB
前面パネルBNC、出力インピーダンス600 Ω±20 V

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 一般機能
スペクトラムアナライザー
周波数範囲
ディスプレイモード
窓関数
FFTポイントの数

演算チャンネル関数

なし

1.548 MHz
4 kS
12 ビット> 100 kHz< 2 µsPicoScope 2405A & 2205A MSO

Bモデルすべて

正弦波、矩形波、三角波、DC電圧、ランプ、
シンク、ガウス、正弦半波
ホワイトノイズ、PRBS
DC～1 MHz

アップ、ダウン、
デュアル（選択可能な開始/停止周波数および増分）
フリー実行、
または最大10億波形サイクル、または周波数掃引
掃引トリガーから、
または手動でトリガー。
オシロスコープのタイムベース精度 ± 出力周波数解像度< 0.01 Hz±2 V
振幅およびオフセット（範囲±2 V以内）
< 0.5 dB～1 MHz
フルスケールの±1%
10 kHzのフルスケール正弦波で> 60 dB
前面パネルBNC、出力インピーダンス600 Ω
±20 V

8 kS

20 MHz

12 ビット> 1 MHz< 120 ns

32 kS

DC～オシロスコープのアナログ帯域幅
振幅、平均、
ピークホールド
長方形、ガウス、三角、
ブラックマン、
ブラックマン・ハリス、
ハミング、
ハン、
フラットトップ
2つの電源で、128から使用可能キャプチャメモリの半分まで選択可能−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、
freq、derivative、integral、min、max、average、peak、delay、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 一般機能

オペランド

自動測定

スコープモード

スペクトルモード
統計

シリアルデコードプロトコル

マスクリミット試験
統計

ディスプレイ補間
パーシスタンスモード

一般事項

PC接続性
電力要件
寸法
（コネクターおよび脚を含む）
重量
温度範囲（動作時）
温度範囲（動作時、規定精度を得る
場合）
温度範囲（保管時）
湿度範囲（動作時）
湿度範囲（保管時）
高度範囲
汚染度
安全性認可
環境認可
EMC認可
保証期間

A、B（入力チャネル）、C、D（入力チャネル、4チャネルモデルのみ）、
T（時間）、参照波形、定数、円周率、
デジタルチャネル（MSOモデルのみ）

AC RMS、
サイクルタイム、DC平均、デューティサイクル、
エッジカウント、立下がりエッジカウント、立下がりレート、立下がり時間、周波数、高パルス幅、
低パルス幅、最大、最小、ピークツーピーク、立上り時間、立上りエッジカウント、立上りレート、非反転RMS
ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、THD dB、SNR、SINAD、SFDR電力合計、
ピーク時の平均振幅、THD %、THD+N、IMD
最小、最大、平均、標準偏差1-Wire、ARINC 429、CAN、CAN-FD、DALI、DCC、DMX512、FlexRay、Ethernet 10Base-T、I²C、I²S、LIN、Manchester、Modbus ASCII、Modbus
RTU、PS/2、SENT、SPI、UART/RS-232、USB 1.1（選択したオシロスコープモデルの帯域幅およびサンプルレートによって異なります）
合格/失敗、失敗カウント、合計カウント

線形またはsin(x)/x
デジタルカラー、
アナログ強度、カスタム、高速、なし

USB 2.0（USB 3.0との互換性あり）USBケーブル同梱。
USBポートから電源供給
142 x 92 x 18.8 mm（PicoScope 2204Aおよび2205Aのみ）
130 x 104 x 18.8 mm（その他のすべてのモデル、PicoScope 2205A MSOを含む）< 0.2 kg（7 oz）
0°C～50°C
15 °C～30 °C–20°C～+60°C
5%～80% RH（結露なきこと）
5%～95% RH（結露なきこと）
最高 2000 m
2
EN 61010-1:2010準拠の設計
RoHS、WEEEEN 61326-1:2013およびFCC Part 15 Subpart Bを満たすことが試験済み
5年

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

PicoScope 2000シリーズ仕様 – 一般機能
ソフトウェアご利用方法および要件(osのハードウェア要件)
Windowsソフトウェア

macOSソフトウェア
Linuxソフトウェア

Raspberry Pi 4B（Raspberry Pi OS）
サポートされる言語、PicoScope 6
サポートされる言語、PicoLog 6

PicoScope 6、PicoLog 6、PicoSDK
サポートされるOSバージョンに関してはPicoScopeおよびPicoLogリリースノートを参照してください
PicoScope 6ベータ版（ドライバを含む）、PicoLog 6（ドライバを含む）
サポートされるOSバージョンに関してはPicoScopeおよびPicoLogリリースノートを参照してください
PicoScope 6ベータ版ソフトウェアおよびドライバ、PicoLog 6（ドライバを含む）
サポートされる配布に関しては、PicoScopeおよびPicoLogリリースノートを参照してください
ドライバのみをインストールする場合は、Linuxソフトウェアおよびドライバを参照してください
PicoLog 6（ドライバを含む）
サポートされるOSバージョンに関しては、PicoLogリリースノートを参照してください
ドライバのみをインストールする場合は、Linuxソフトウェアおよびドライバを参照してください中国語（簡体字）、
チェコ語、
デンマーク語、オランダ語、英語、
フィンランド語、
フランス語、
ドイツ語、
ギリシャ語、
イタリア語、
日本語、韓国語、
ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、
ルーマニア語、
ロシア語、
スペイン語、
スウェーデン語、
トルコ語
中国語（簡体字）、英語（英国）、英語（米国）、
フランス語、
ドイツ語、
イタリア語、日本語、韓国語、
ロシア語、
スペイン語

Pico Technology組織ページ（GitHub）では、アプリを作成するユーザー向けにすべてのプラットフォームのプログラム例が提供されています。

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

注文情報オシロスコープ

注文コード モデル名
PP917
PP906
PP966
PP907
PQ012
PQ013
PQ014
PQ015
PQ016
PQ017
PQ018
PQ008
PQ009
PQ010
PQ011

PicoScope 2204A-D2
PicoScope 2204A
PicoScope 2205A-D2
PicoScope 2205A
PicoScope 2206B
PicoScope 2207B
PicoScope 2208B
PicoScope 2405A
PicoScope 2406B
PicoScope 2407B
PicoScope 2408B
PicoScope 2205A MSO
PicoScope 2206B MSO
PicoScope 2207B MSO
PicoScope 2208B MSO

交換用アクセサリ

注文コード モデル名
TA375
TA136
TA139

TA375受動プローブ
TA136ロジックケーブル
TA139試験クリップ

キャリブレーションサービス
注文コード モデル名
CC017

校正証明書CC017

説明

10 MHz 2チャンネルオシロスコープ（プローブなし）
10 MHz 2チャンネルオシロスコープ
25 MHz 2チャンネルオシロスコープ（プローブなし）
25 MHz 2チャンネルオシロスコープ
50 MHz 2チャンネルオシロスコープ
70 MHz 2チャンネルオシロスコープ
100 MHz 2チャンネルオシロスコープ
25 MHz 4チャンネルオシロスコープ
50 MHz 4チャンネルオシロスコープ
70 MHz 4チャンネルオシロスコープ
100 MHz 4チャンネルオシロスコープ
25 MHz 2+16 チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
50 MHz 2+16 チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
70 MHz 2+16 チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ
100 MHz 2+16 チャンネルミックスドシグナルオシロスコープ

説明

100 MHz 1:1/10:1受動オシロスコーププローブ
20方向25 cmデジタルケーブル（MSO専用）
ロジック試験クリップ12個のパック（MSO専用）説明

PicoScope 2000シリーズオシロスコープの校正証明書

PicoScope 2000シリーズオシロスコープ

Pico Technologyの製品をもっと見る...

PicoScope 3000シリーズ

汎用性の高い一般用2チャンネル、4チャンネルオシ
ロスコープ、MSOで、
アナログおよびデジタルの幅広い用途に最適です。

すべてのモデルは、
サンプルレート1 GS/s、USB 3.0
接続、DeepMeasure™ツールへのアクセスなどを装備しています。

PicoScope 4000 シリーズ

TC-08

様々なアナログ用途向けの高解像度オシロスコープです。

8チャンネル温度データロガー人気の高いあらゆる
熱電対で−270 °C～+1820 °Cまでの温度を記録します。

2チャンネル、4チャンネル、IEPEインターフェース、16ビット
解像度で2チャネル、超低電圧または電源CAT III用途向けの4つの非反転差動チャンネル、12ビットの8チャンネルな
どのモデルからお選びいただけます。

20ビットの解像度で毎秒最大10回の測定が可能。
電圧および電流測定用のターミナルボード
（オプシ
ョン）。

最大帯域幅は200 MHz、キャプチャメモリは512 MSです。
英国グローバル本社：

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
英国

+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

北米支社：

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
米国

+1 800 591 2796
sales@picotech.com

アジア太平洋地域管轄支社：
Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
中国

+86 21 2226-5152
pico.asia-pacific@picotech.com

本書には誤字・脱字が含まれている場合があります。
Pico Technology、PicoScope、PicoLog 6、PicoSDKは、Pico Technology Ltd.の国際登録商標です。

LabVIEWは、National Instruments Corporationの商標です。
Linuxは、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。
macOSは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
Windows およびExcelは、米国およびその他の国におけるMicrosoft
Corporationの登録商標です。
GitHubは、米国およびその他の国におけるGitHub Inc.の登録商標です。
MM071.ja-7.著作権 © 2016–2021 Pico Technology Ltd. 無断複写・複製・転載禁止。

Pico Technology@LifeAtPico@picotechnologyltd

www.picotech.com
Pico Technology@picotech