受光器対応タイプ

レーザー墨出し器＜防滴レーザー矩・横・両縦/10m＞＜防滴レーザー矩・横/10m＞

取扱説明書●タジマレーザー専用受光器（LA-RCV、BL-RCV）がご使用いただけます。

このたびはタジマレーザーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本
製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただ
くようお願いいたします。
取 扱 い方 法 な どの お 問 い 合 わ
せ は 、レ ー ザ ー 相 談 デ ス クへ
〈0120-933297〉。

※写真はBL10-KYRです。

お読みになった後は、後日必要になることがありますので、必ず保管してください。

目次
本機を正しく使うためのご注意... 1
特徴・付属品................................ 4
各部の名称................................... 5
使用方法....................................... 6
精度の確認................................... 8精度の考え方.............................14仕様.............................................15
よくあるご質問..........................16
保証.............................................16
故障かなと思ったら..................17
故障した時は.............................17

本機を正しく使うためのご注意
安全にお使いいただくための重要な内容です。全てをよくお読みの上、指示に従い正しく使用してください。

表示の説明「人が死亡または障害を負う可能警告 誤った取扱いをすると、性があること」を示します。
「人が障害を負う可能性、および注意 誤った取扱いをすると、物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

絵表示についてしてはいけないことを示す「禁止」表示です。
必ず実行していただくことを示す「強制」表示です。

安全上のご注意
本機はレーザー光を出射します。レーザー安全基準（JIS C 6802：2005）のクラス1Mに準拠していますが、以下に記載する内容には十分に注意してご使用ください。

■光学器具で直接レーザー光を見ないでください
禁止

望遠鏡やルーペなどでレーザー光を直接見ると危険です。

警告■レーザー光を直接のぞかないでください■レーザー光路は眼の高さを避けてください■レーザー光路に立ち入らないようにしてください■レーザー光路に反射物を置かないでください■レーザー光を他の人に向けないでください■幼児や子供の手の届く場所には保管しないでください
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。
障害が疑われる場合は速やかに医師の診断を受けてください。

禁止■絶対に分解や改造をしないでください     本機を分解、改造すると故障、感電の原因となります。

注意■使用しない場合は乾電池を取り出してください
強制乾電池から液が漏れ出して、故障の原因となります。

■乾電池を火の中に入れたり、充電をして使用しないでください
禁止

乾電池の液漏れ、発熱、破壊の原因となります。

■使用者への安全教育について
強制レーザー光の性質、危険性などについて、十分ご理解の上ご使用ください。

1

使用上のご注意■使用前使用後には、必ず精度確認をしてください
精度の確認 方法通りに、使 用前使 用後に必ず 精度確認を行ってください。
故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
詳しくは8〜13ページの「精度の確認」をご覧ください。

■強いショックをあたえないでください
本機を倒したり、落としたりしないでください。衝撃や振動が加わった場合には精度確認を行ってください。

■本体を移動する際は、スイッチをOFFにしてください     スイッチはOFFと同時に本体内部がロックされます。スイッチは途中で止めないで最後まで戻してください。

■運搬する場合は、専用のキャリングケースに入れてください      ケース収納時も衝撃や振動をあたえないでください。また、修理など荷物として送る場合は輸送用外函に入れてお送りください。

■故障したまま、本機をお使いにならないでください
すぐに使用を中止して、お求めの販売店または、タジマメンテナンスセンターに修理をご依頼ください。
詳しくは17ページ「故障した時は」をご覧ください。

■濡れたままお使いにならないでください
本機は防塵・防水性能（IP54）となっています。ただし、雨中での使用や、出射窓の水分・汚れなどが精度不良の原因となります。必ず、水分・汚れを拭き取ってからご使用ください。

■本機はー5℃〜40℃の範囲でご使用ください
指 定 範囲外 の温 度で使 用すると故 障および 精度 不良の原因となる場合があります。

■結露したままお使いにならないでください
結露が 確 認されましたら、電 源を入れずに結露が 取れるまで放置してください。その後電源を入れれば正常に作動します。
何時間たっても作動しない場合は、タジマメンテナンスセンターにご相談ください。

2

■保管について●必ず専用のキャリングケースに入れて保管してください。
●キャリングケースの掛金・ベルトが傷んでいたら本体を収納しないでください。ケースや本体が落下してケガをする恐れがあります。

■本機や付属品の保管場所として、次のような場所には置かないでくだ
さい●直射日光があたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ●冬場の屋外などの低温になるところ●ダッシュボード、トランク、荷台や直射日光下で窓を閉め切った車内●急激な温度変化のあるところ●湿度の高いところ●磁気を帯びたところ●振動の多いところ■お手入れについて●ご使用後は機械の清掃をしてください。
●カバーガラスに水分や汚れが付着していると、ライン光が暗くなったり、精度不良が発生する場合があります。水分をよく拭き取り、レンズクリーナーなどで汚れをきれいに落としてください。
●本体の汚れは、埃をよく払ってからやわらかい布で軽く拭いてください。
シンナーなどの溶剤では絶対に拭かないでください。
●雨がかかったときは、水分をよく拭き取ってからキャリングケースに収納してください。

免責事項●取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の精度確認を怠ったことによって生じた付随的な損害（事業の利益の損失・事業の中断など）に対して、当社は一切責任を負いません。
●火 災・地 震・第三者による行為、その 他の事 故、使 用者の故 意または過 失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

3特徴・付属品
特徴■電源は、単3形アルカリ乾電池4本でBL10-KYRは連続11時間、BL10-KYは13時間使用できます。
（フルライン使用時）■本機は防塵・防水仕様となっていますので、屋外での作業にもご使用頂けます。
■専用のエレベーター三脚に取り付け可能です。
■タジマレーザー専用受光器（LA-RCV、BL-RCV）がご使用頂けます。
※センサータイプ墨出し器用受光器（品番：TL-RCV/SL-RCV）はご使用になれません。

付属品●レーザーゴーグル（品番：LA-GOGB）
明るい場所でレーザー光が見にくい 時に、ご 使 用ください。

※目を保護するものではありません。
※暗い場所での使用には適しません。

4●単3形
アルカリ乾電池＜4本＞●専用キャリングケース

各部の名称〈BL10 - KY〉〈BL10 - KYR〉

出射窓

出射窓

電源ロック
スイッチ
円型気泡管
回転微調整
ツマミ
切替スイッチ

電池ボックス

下部ポイント
出射窓

脚整準ネジ

5

使用方法
※受光器の使用方法については防滴レーザーレシーバー（品番 :BL-RCV）の取扱説明書

1.

お使いになる前に、電池ボック
スに単3乾電池を4本正しく入れてください。

2.

本機を水平にします。円型気泡管が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調 整します。

赤い円気泡気泡管

本体が±2゜以 上傾いている場合は、補正範囲外のためレーザーは自動的に消灯します。

3.

スイッチをONにしてください。同 時にロックが解 除 されレーザー 光 が出ます。

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。     ■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

OFFON

ON強制6

電 池 残 量が 少ない 場合は、レーザー光が点 滅します。この場 合、電 池 の 寿 命 で すの で アルカリ乾 電 池 4 本 を 同 時 に 交換してください。

をお読みください。

4.

出射ラインの切替えができます。

BL10-KYR

BL10-KY

H ・水平ライン
H/V・縦ライン3本・下部ポイント・水平ライン

H H/V V

鉛直クロス
ポイント

左側
縦ライン

下部ポイント5.

H ・水平ライン
H/V・縦ライン2本

V ・縦ライン3本

正面
縦ライン

・下部ポイント・水平ラインH HV V

鉛直クロス
ポイント

V ・縦ライン2本

正面
縦ライン

水平ライン

水平ライン

右側
縦ライン

右側
縦ライン

縦ライン、矩ラインを使用する場合、下部ポイントを地墨に合わせるように本機を設置してください。本体を回転させ、地墨に縦ラインを合わせます。

下部ポイント6.

可動脚をたたむことにより、壁から5cmの場所にも縦ラインを出射することが可能です。

5cm
地墨

地墨

回転微 調整機能をお使いいただくとより簡 単 に合 わ せられます。

7.

使用後は必ずスイッ
チをOF Fになっていることを確かめ、ケースに戻してください。

OFFOFFON

7

精度の確認※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前      1. 縦ライン精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。     ■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

1) 風の影響の少ない既設の建 造物の壁 を 選 び、高 さ 3 m の ポイント をマーキングします。ここをポイントAとします。
2) ポイントAから下げ振りを吊した床面のポイントをマーキングします。ここをポイントBとします。
3) この 壁 面のポイントBより、5m離れた位置に本機を設置します。
4) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
5) 電源スイッチをONにして、縦ラインを出射します。
6) レーザーラインをポイントBに合わせます。
7) そのままの状態で、ポイントAの位置のレーザーラインをマーキングします。ここをポイントCとします。
8) ポイントAとポイントCの 差L1が許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度 の 確 認 方法 の 場 合、当社の精度保証規格は、1. 5 mm以内です。

89) 本機を回転させ、他の縦ラインについても同様に確認してください。

      使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

2. 鉛直クロスポイント精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。     ■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

1) 本機を天井高さ3mの部屋に設置します。
2) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
3) 電源スイッチをONにして、すべての縦ラインを出射します。
4) 下部ポイントと鉛直クロスポイントをマーキングします。ここをそれぞれポイントA ポイントBとします。
5) 本 機 が ず れ な い ようにゆっくりと180度回転させ、下部ポイントをポイントAに合わせます。
6) このとき の 鉛 直クロスポイント をマーキングします。ここをポイントCとします。
7) ポイントBとポイントCの差L1が許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度 の 確 認 方法 の 場 合、当社の精度保証規格は、1.5mm以内です。

9

※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前      3. 水平ライン精度の確認

1) 5m離れた壁（又は柱）の中央に、厚み2〜5cmぐらいの板を置いて、その上に本機を設置します。
2) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調整します。
3) 電源スイッチをONにして、レーザーラインを出射します。
4) 一方の 壁 面に出 射した 水平ラインの 中 心（ 縦 ラインとの 交 差 点 ）をマーキングします。ここをポイントA'とします。
5) 本 機を180°反転して、もう一方の壁 面に出 射した 水平ラインの中心（ 縦 ラインとの 交 差 点 ）をマー キングします。ここを ポイントAとします。
6) 電源スイッチを一旦OFFにします。
7) 本 機をポイントA'側の壁ぎわの位置に移動します。※本機の載っている板を取除きます。
8) 本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚 整準 ネジを回して調整します。
9) 電源スイッチをONにして、レーザーラインを出射します。

1010) 壁面にラインを出射し、縦ラインをポイントA'にあわせます。そのとき

      使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。     ■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。に 水平ラインの 中 心（ 縦 ラインとの交差点）をポイントB'とします。
11) 本機を180°反転して、もう一方の壁面にラインを出射し、縦ラインをポイントAにあわせます。
出 射した 水平ラインの 中 心（ 縦 ラインとの交差点）をマーキングします。これをポイントBとします。
12) 本機を右方向に約45°回転させ、ポイントBの 位 置 の 水平ラインをマーキングします。ここをポイントCとします。
13) 本機を左方向に約90°回転させ、ポイントBの 位 置 の 水平ラインをマーキングします。ここをポイントDとします。
14) ポイントA'からポイントB'までの距
離L1と、ポイントAからポイントB
ポイントC ポイントDの最大距離
L2と最小距離L3を測定します。
15) L1とL2の差とL1とL3の差がそれぞれ許容範囲以内であれば正常です。
※この 精 度の 確 認 方法 の 場合、当社の 精度保 証 規 格は、±0.5mm以内です。

11※本機を使用する前、使用した後に、必ず下記の方法で精度確認をしてください。使用前      4. 矩精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。     ■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B1）床が平らな場所を選び、長さ約11mの水糸を床にピンと張ります。
（現場の地墨線をご利用いただいても可です。）

水糸

5m

A2）水糸の中央のポイントをマーキングします。ここをポイントAとします。

5m11m3）ポイントAより、両側5m離れたポイントをマーキングします。ここをそれぞれポイントB ポイントCとします。

C4）本機をポイントAに設置します。

縦右ラ側イン
B正面
縦ライン

125m5m7）下部ポイントをポイントAに合わせます。その状態で右側縦ラインをポイン
トBに合わせます。

5m8）下部ポイントを基準として正面縦ラインの5m位置をマーキングします。これをポイントDとします。

C9）本機がずれないようにゆっくりと回転させ、正面縦ラインがポイントCに合うようにします。

L1
E右側縦ライン6）電源スイッチをONにして、すべての縦ラインを出射します。

ADD5）本機の円型気泡管の気泡が赤い円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。

B正面
縦ライン

ADEC

10）その状態で、ポイントDの位置の右側縦ラインをマーキングします。これをポイントEとします。
11）ポイントDとポイントEの差L1が許容範囲以内であれば正常です。
12）他の大矩についても同様に精度確認をしてください。
※この精度の確認方法の場合、当社の精度保証規格は、3mm以内です。

      使用後の精度確認により、故障による誤作業を防ぎます。

5. 左右通り精度の確認

警告■光学器具で直接レーザー光を見ないでください。
■レーザー光を直接のぞかないでください。     ■レーザー光を他の人に向けないでください。
レーザー光を連続して見ると、視力障害を起こすことがあります。

B5m1）床が平らな 場所を選び、長さ約11mの 水 糸 を 床 にピ ンと張りま す。（ 現場の地墨線をご利用いただいても可です）

水糸A

11m5m2）水糸の中央のポイントをマーキングします。ここをポイントAとします。

C3）ポイントAより、両側5m離れたポイントをマー キングしま す。ここを それぞ れ ポイントB ポイントCとします。
4）本機をポイントAに設置します。

B赤い円

気泡気泡管

5）本 機 の 円 型 気 泡 管 の 気 泡 が 赤 い 円の中心に来るように脚整準ネジを回して調整します。
6）電源スイッチをONにして、両縦ラインを出射します。

A7）下 部 ポイントをポイントAに合 わせます。その 状 態で右側 縦ラインをポイントBに合わせます。

C8）その 状 態 で、左側 縦ライン上のポイントCの位置にマーキングします。これをポイントDとします。

BA

L1
DC
DC9）ポイントCとポイントDの 差L1が 許容範囲以内であれば正常です。
※ この精度の確認 方法の場合、当社の精度保証規格は、1.5mm以内です。

13精度の考え方
縦ライン10m 精度
レーザーのラインが下部ポイントを基準として、正面5m・天井3m・床面0.6mの範囲で±1mm以内に入る。

2mm以内

1mm 1mm

1.5mm以内

0.75 0.75
mm mm

5m

3m
出射角135°m
105m
1m0.6m

水平ライン10 m 精度
レーザーのラインが下部ポイントを中心とした半径5mの範囲で±1mm以内に入る。

0.5mm
0.5mm

m
10
出射角110°

5m1mm
1mm

14

仕様品

名品番防滴レーザー
矩・横・両縦/10m

防滴レーザー
矩・横/10m

B L10 - K Y R 		B L10 - K Y

出 射 光 光 源		波長		ライン635nm/ポイント650nm

レーザー安全基準

クラス1M（JIS C 6802：2005）

光パ

出ル

力ス		

幅可視光半導体レーザー

1mW以下
75μsec

縦 ラ イ ン 精 度

10mで±1mm以内（5mで±0.75mm）

水平ライン 精 度

10mで±1mm以内（5mで±0.5mm）

鉛 直 点 精 度
左 右 通 り 精 度

5mで±1mm以内（3mで±0.75mm）
20mで±2mm以内		
（10mで±1.5mm）		

ー直角

精度		

90゜±（2mm/10m）

ライン

幅		10mで約3mm

自 動 補 正 範 囲		±2゜制動方式

防 塵・防 水 性 能

マグネットダンパー方式
保護等級IP54（防じん形・防まつ形※）

使 用 温 度 範 囲
電ー5℃〜40℃

源連 続 使 用 時 間(フルライン使用時)

単3形アルカリ乾電池4本
約11時間		

電 池 寿 命 警 告外重形

寸

約13時間

レーザー光点滅法

高さ190mm×幅146mm

量

本体約1,100g（電池含む）
キャリングケース収納時 約2,200g

縦 ライン出 射 角		

140°

水平ライン出射角		

110°

微 調 整 範 囲		

10m先で±240mm

使用可能な受光器		

LA-RCV, BL-RCV※防塵性規格 5級：機器の所定動作および安全性を阻害する量の塵埃は入らない。
防水性規格 4級：水の飛まつ（あらゆる方向からの噴霧）に対して保護する。
●改良のため予告なく、仕様・外観を変更する場合があります。

15

よくあるご質問
よくあるご質問

確認項目

操作方法がわからない場合は？

レーザー相談デスク（0120-933297）にお問い合わせく
ださい。

屋外で使いたい場合は？

別売のタジマレーザーレシーバーをご使用ください。屋外使用などレーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とランプでラインの位置をお知らせします。

地面が傾いている場所でも使用できるの?

自動補正機能がついておりますので使用可能です。補正範囲外の場合は脚整準ネジで調整してください。

レ ー ザ ー 光 は「人体」へ の 影 響はないの？

レーザー安全基準のクラス1Mに準拠しています。通常の使用方法でご使用の場合、「人体」への影響はありません。
ただし、望遠鏡やルーペ等の光学器具を用いた場合は、危険ですのでレ ーザー 光 を 直 接 見 な いでくだ さ い 。また、人に向けての出射はしないでください。

盗難補償はどうやって加入するの？

販売店様でご購入の際、レーザー墨出し器についている盗難補償申込み書に必要事項をご記入頂き、保証書をお受け取りください。保証書をお受け取りになった時点で保証が有効となります。

保証○同封してあります「無償修理・盗難・火災補償制度保証書」記載の保証規定をよくお読みください。
○運送用ケースに付随する包装材は、修理の際に製品の保護のために必要となりますので、大切に保管してください。

16

故障かなと思ったらトラブルの状況確認項目

ラインが出ない電池の消耗・電池の入れ方・本体は十分に水平か（自動補正範囲内か否か）を確認してください。

ラインが暗い電池の消耗、カバーガラスの汚れの有無を確認してください。

レーザーラインが点滅する

新しい電池に入れ替えてください。

レーザーレシーバーが反応しないレシーバーの電池の消耗・電池の入れ方を確認してください。

上記の方法で、解決できない場合は故障です。
「故障した時は」をご覧ください。

故障した時は修理をご依頼される前に、上記の「故障かなと思ったら」を見て故障かどうかを確認してください。
1）「保証書」の有無をご確認ください。
購入時にご記入、保管いただきました「無償修理・盗難・火災補償制度保証書」に必要事項が記入されているか再度ご確認ください。
2）本機と「保証書」をキャリングケース及び運送用外箱に入れ、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、タジマQ便サービスをご利用ください。

17■当製品は精密電子部品を使用しています。
外部からの強い衝撃により精度不良となるおそれがあります。お取扱いおよび保管には十分に注意してください。尚、お客様が本説明書に記載された警告及び注意に従わないことに起因して、損害が発生した場合には、当社はその責を負いません。ご了承ください。

■修理についてのお問い合わせは・・・■修理についてのお問い合わせは・・・

タジマメンテナンスセンター
タジマメンテナンスセンター

0120-470282
0120-470282
フリーFAX.0120-243324
フリーFAX.0120-243324〈受付時間〉 月曜日〜金曜日（祝日を除く）8：40〜18：00〈受付時間〉 月曜日〜金曜日（祝日を除く）8：40〜18：00■製品についてのお問い合わせは・・・■製品についてのお問い合わせは・・・

レーザー相談デスク
レーザー相談デスク

0120-933297
0120-933297
9：00〜19：00〈受付時間〉 月曜日〜金曜日〈受付時間〉 土
月曜日〜金曜日
9・日・祝日9：：00〜1900〜18：：00
00
土・日・祝日9：00〜18：00

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
http://www.tajimatool.co.jp

http://www.tajimatool.co.jp

SE0802500