クリーナー

キャリヤローラー
キャリヤローラーは偏芯量0.5mm以下にすることが必要であり、軽く回転する必要があります。又、トラフキャリヤの場合においては、トラフ形状の同一のものを選び出してください。

このようなコンベヤでは、コンベヤが起動するときなど、ベルトがキャリヤローラーから浮上がることが予想されますので、P点からできるだけ離して取付けてください。
（約12m〜20m）

ＵＲＬ: http://www.jfe‑advantech.co.jp/（計量事業部 大阪営業部）
TEL . 03‑5825‑7361（計量事業部 東京営業部）

JC-KW-LU KC-V-03A

21.12.2000 Ⓚ

製鉄、電力、セメント、化学などの近代産業における原材料、±0.5〜1.0％F.S.

製品の輸送は、生産ラインの中で、重要なウェイトを占めています。ベルトコンベヤは、中でも連続、大量輸送の手段として最近ますます利用範囲が広がっていますが、このベルトコンベヤに設置して輸送されるいろいろな性状をもった粉粒体を連続的に計量、積算するはかりがベルトウエヤです。
JFEアドバンテックでは、長年の経験と最新の技術を十分に生かしたKW-LU型シリーズロードセル式ベルトウエヤを製作し、各方面でご利用、ご好評をいただいております。

速度検出器は、ベルト速度を電気信号に変換する装置で、非駆動プーリーの回転または別に設けた検出用ベンドプーリー回転を必要に応じて増速し、切欠円盤を回転させ、切欠円盤と近接スイッチとの組合わせで回転速度に応じたパルス信号を発生させます。
パルスジェネレーターとして、非接触の近接スイッチを使用しておりますので、長寿命です。
タッチローラー式に比べて、スリップがなく、正確な回転を伝達、検出できます。
タコジェネレーター式と異なって、パルス信号で取り出しますので、高精度の検出が可能です。
タッチローラー式も製作可能です。

輸送物が荷重検出台上を通過する時、計量キャリヤローラーを介してベルト単位m当たり荷重（kg/m）を検出します。
一方ベルト速度（m/min）はコンベヤの非駆動プーリーに直結された非接触式速度検出器でパルスとして発信されます。
計量キャリヤローラー

ERM型積算計速度検出プーリー回転数

1〜2.5rpm

速度検出プーリー回転数2.5〜390rpm

コンスタントフィーダー

KC-Vシリーズ

原料、副原料、添加剤などを連続的に定量供給する工程において、ストレージビンからの切り出し量を一定にコントロールするベルトコンベヤタイプの定量供給機が、コンスタントフィーダーです。JFEアドバンテックでは、長年の経験と最新の技術を十分に生かしたKC-Vシリーズ電子式コンスタントフィーダーを製作し各方面でご利用、ご好評をいただいております。
KC-Vシリーズコンスタントフィーダーは、荷重検出部にロードセルを用い、電子式の積算計、調節計を介して、計量コンベヤの速度をコントロールし、輸送量を一定に保つ、コンベヤ方式の定量供給装置です。

荷重を直接、電気信号として取りだすため、遠隔での制御、指示が可能で、コンピューターへの伝達も容易に行えます。

荷重検出ローラーに負荷として与えられたベルト上の瞬間荷重は、ストレインゲージ式ロードセルで微少電圧として検出され、LCT変換器で直流増幅して電流出力としてERM型積算調節計に送られます。ベルト移動量は、非接触式の近接スイッチと切欠円盤からなる速度検出器により、パルス信号として検出されます。
次にERM型積算調節計は、この両方の信号を乗算し、積算値ならびに瞬間輸送量を表示するとともに、積算値信号又は瞬間輸送量信号と設定値とを比較して、その偏差を算出し、可変速モーター制御盤を介して、モータの回転数を連続的に制御し、設定量に一致するよう輸送量をコントロールします。

可変速モーター

計量キャリヤローラー

計量キャリヤローラー

モーター
コントローラー

ERM型積算調節計

ERM-500SP・SL型積算計／ERM-500DP・DL型積算調節計
ERM-500SP・SL型積算計、ERM-500DP・DL型積算調節計は、ロードセル信号増幅機能、自動零調機能、スパン調整機能を有しています。

KC-Vシリーズ
瞬間値制御

ERM-500SP型・DP型

100kg/h〜1500t/h ※左記以外の能力についてはご相談下さい。
標準 1：5±1/100〜±1/200F.S.
（見掛比重0.5以上は±1/200F.S.）

自動ゼロ点調整およびスパン調整機能を内蔵していますから、調整作業が容易です。

±1/100F.S.
ベルト幅：400mm以上、機長：プ−リー間1,000mm以上、駆動モーター：インバーターモーター

すべての演算をデジタル処理し、高精度を維持します。
ERM-500SL型・DL型

項 目

積算計
（ERM-500SP・SL）

入0〜400Hz デューティー比30〜70％

ベルト速度信号力

制御信号（入力定格：DC12V、4mA）

ホールド
チェック可
ゼロ点調整開始
スパン調整開始

出運転開始
設定モード：リモート設定

DC10V（無負荷時）
120mA 350Ω系ロードセル1〜4個
半導体リレー接点2ch、負荷容量AC/DC115V 150mA以下

制御信号(出力定格 : DC48V、0.1A)(出力点数：標準16点、オプション4点)
チェック中
ホールド中
チェック完了負荷率アラーム(上限/下限)
チェック異常瞬間輸送量アラーム(上限/下限)
正常
ベルトスリップ、速度上限
低速運転中
一括アラーム
速度検出

アナログ出力偏差リセット
制御出力ホールド

DC4〜20mA入力、入力抵抗100Ω以下
標準1点、オプション1点の選択が可能（水分、輸送量）

積算パルス出力（左記信号に加え下記信号が割付可能、出力点数：標準16点、オプション4点）
RUN中偏差(上限/下限/上下限)
設定モード(自動/手動/リモート)表示

DC4〜20mA出力、負荷抵抗500Ω以下(オプションの電圧出力はDC0〜10V、DC0〜12V、DC1〜5V、DC1〜10Vから選択)

DC4〜20mA出力、負荷抵抗500Ω以下(オプションの電圧出力はDC0〜10V、DC0〜12V、DC1〜5V、DC1〜10Vから選択)

標準3点、オプション1点の選択が可能（輸送量、負荷率、ゼロ調補正量、ベルト速度）

標準3点、オプション1点の選択が可能（左記信号に加え制御出力の中から4点）

表示素子

5インチTFTカラー液晶 画素数：320×240ドット

通常運転時表示項目

積算値、負荷率、輸送量、ベルト速度、水分補正、アラーム他

積算精度

直線性±0.05％F.S. 温度係数20ppm/℃

操作部

メンブレンスイッチ（シートキー）

電源

AC85〜264V 50/60Hz

消費電力
周囲条件

最大10W（100V時、標準仕様）
温度‑10〜50℃
SP型：約2kg、SL型：約4kg

質量

ベルトフィーダー・スクリューフィーダー・ロータリーフィーダー（被計量物に応じたものをご選定下さい。）

湿度85%RH以下
DP型：約2kg、DL型：約4kg+1+1ERM-500
SL・DL型90

質量約2kg92−0138−0

ERM-500
SP・DP型

パネルカット10624

質量約25kg
壁掛盤収納例

≒270
172

184

供 給 フィー ダ ー（左記信号に加え下記信号が入力可能）

ロードセル印加電圧

力

ホッパー
（小型）
フランジ
機長2.5m用

低速運転
積算値リセット ※条件あり
サブ積算値リセット ※条件あり

DC4〜20mA入力、入力抵抗100Ω以下
標準1点（水分）の選択が可能

アナログ入力ホッパー（大型）
フランジ
機長3m用

積算調節計
（ERM-500DP・DL）
ロードセル入力 0〜30mV

荷重信号※本図の寸法は標準寸法です。ポストスタンド付、屋根付も製作いたします。