GeneralSpecifications

WM6001-T
IoT ステーション（太陽電池仕様）

IoT 多点観測システム

WM6001 形 IoT ステーションは、発信器からの信号を入力し、演算・統計処理を行い、それらの観測データをカメラ画像も含めて弊社クラウドサーバに送信する機器です。弊社
クラウドサーバは各地点の送信データを一括管理し、機器状態を監視します。収集したデータは見える化システム（関連製品）により、Web ブラウザで閲覧が可能です。
WM6001-T 形は、太陽光発電とバッテリで動作します。水位計を接続している場合は、平常時は 10 分ごとに水位を観測し、指定された観測開始水位に達していなければ 1～24時間ごとの指定された周期で死活監視データを送信します。
洪水時など水位が観測開始水位を超えた場合には、指定された観測周期（1／2／3／5／10 分）で水位観測を行い、データを送信します。
長年の河川観測の経験と実績を活かし、安定した観測が可能です。
＜特長＞● 水位計、雨量計、IP カメラを用途に合わせて組み合わせ可能● 太陽光発電とバッテリによる無電源システムで稼働し、外部からの電源供給が不要● 機器の小型軽量化を実現し、設置場所の制限が少なく設置が容易● 水位に合わせて自動的に監視モードと観測モードを切り替える省電力設計● 遠隔設定機能を搭載し、現地に赴くことなく観測開始水位や観測周期の変更が可能● 送信ボックスに通気フィルタをつけ、送信ボックス内部に大気圧を導入することで、水圧式水位計は大気圧の影● 1 日 1 回の死活監視でも、10 分ごとの観測データをまとめて送信● 不揮発性の内蔵メモリに 3 か月間以上の送信データを保存。複数の水位観測局のデータも 1 つの USB メモリで回収可能● USB メモリアダプタを用いて、SD カードへの保存も可能● パソコンなどの機材を用いず、内蔵された液晶画面に水位や機器状態を表示。現地での設定変更やメンテナンスに有効響を受けない安定した水位測定が可能＜製品コード＞形 名基 本 仕 様 コ ー ド
WM6001 － T L □ N － □ □ N N － □ N － □ N － N N
NRN N
W 1
R 1
R 2
NCNA
＊＊

仕様等

雨量計 ：接続なし
雨量計 ：接続あり
水位計 ：接続なし
水位計 ：水圧式
水位計 ：電波式（10 m）
水位計 ：電波式（20 m）
IP カメラ：なし
IP カメラ：あり
IP カメラなしの時に常に N
IP カメラありの時に常に A

運用には保守料が別途必要となりますので、関連製品の「WY6003 IoT 多点観測システム保守料」を合わせてご指定ください。
通信 SIM の初期費用が別途必要になりますので、関連製品の「K5670GJ 通信 SIM 初期費」を合わせてご指定ください。

GS WM6001-00
2024.08 7 版

＜構成品＞＜仕品 名数量仕様・備考*1

送信ボックス

1式－□□□□－□□□□－□□－Ｎ□形

送信ボックス*21式－□□□□－□□□□－□□－Ａ□形

太陽電池部

1台----------IP カメラ*31式－□□□□－□□□□－Ｃ□－□□形

屋外用 LAN ケーブル 3 m*41本－□□□□－□□□□－Ｃ□－□□形

付属品

1式----------*1*2*3*4

K5642MG 小型シール鉛蓄電池（12 V 17 Ah）を含む
K5643BG 小型シール鉛蓄電池（12 V 24 Ah）を含む
IP カメラ取付金具を含む3 m を超えるケーブルについては、注文時にご相談ください＜付属品＞

品 名ヒューズ

数量

部品番号

2個

Q1001EF

仕様・備考
7.5 A
フェライトコア（水位計用）

1個

A1179MN

ノイズフィルタ

1個

A1190MN

端子台接続用工具1個

K5695KL----------

端末処理部品

1式

K5643CP－□□R□形のみ付属

取扱説明書

1部－守送信ボックス
項目入力

内

フェライトコア（IP カメラ用）-□□□□-□□□□-C□形のみ付属----------

品＞

品 名

部品番号

仕様・備考

小型シール鉛蓄電池

K5642MG

12 V 17 Ah
コネクタ付きケーブル含む

小型シール鉛蓄電池

K5643BG

12 V 24 Ah
コネクタ付きケーブル含む

避雷素子

K5643CF太陽電池部用避雷素子

容数

水位計 ；1 点（水圧式または電波式）
雨量計 ；1 点
IP カメラ ；1 点

測定

周

期

監視モード（平常時） ；10 分
観測モード（洪水時）*1；1／2／3／5／10 分

水位

処理

雨量

処理

移動平均（1 秒ごと、20 秒間の測定値から最大最小 2 データずつを除いた平均値）
オフセット補正、大気圧補正*2、重力加速度補正*2、密度補正*2
連続降水量、移動積算降水量、一雨雨量（降り終わり判断時間は任意に設定可能）送 信 デ ー タ

識別番号、監視・観測時刻、水位、雨量、電源監視データ、機器状態監視データ、静止画像

送期

監視モード（平常時）；
1／2／3／6／12／24 時間*3 *4
観測モード（洪水時）；
測定周期と同じ周期で送信

信VPN 回線、LTE Cat.1*5

正定期的に NITZ、または NTP サーバと同期

信周-□□□□-W1NN 形 または-□□□□-R□NN 形のみ付属

ノイズフィルタ

＜保様＞

通時

刻補

ロ ガ ー 機 能

3 か月間以上の送信データ（静止画像は 10 ファ
イル以上）を内部に保存

表

示

モノクロ液晶 128×64 ドット
LED バックライト付き

表示

内

容

日付、時刻、水位、雨量、電源監視データ、機器状態監視データ、設定値

操作

キー

4 個（［MODE］、［∧］、［∨］、［ENTER］）

バ

ッテリ

小型シール鉛蓄電池 12 V、17 Ah
小型シール鉛蓄電池 12 V、24 Ah

バックアップ期間

監視モードで 9 日間無日照のあと、観測モードで150 回（測定周期 2 分で 5 時間）の観測が可能

構IP65

K5643CM

雨量計入力部用
水圧式水位計入力部用
電波式水位計入力部用*1

動 作 温 度 ・湿 度

-10～50 ℃、90％ r.h.以下（ただし、内部が結露しないこと）

通気フィルタ

K5695NW----------

使

境-30～50℃*6

ヒューズ

Q1001EF

定格 7.5 A

材

質

本体；PC＋ABS 樹脂
取付金具 ；SUS304

色

マンセル値 5Y7/1

法－□□□□－□□□□－□□－N□形；
約 300（W）×500（H）×165（D）mm－□□□□－□□□□－□□－A□形；
約 400（W）×500（H）×200（D）mm（取付金具を除く）

量－□□□□－□□□□－□□－N□形；約 12.2 kg－□□□□－□□□□－□□－A□形；約 18.4 kg

造用

環*1 電波式水位計入力部用は 2 式使用
本＜関 連 製 品＞
品 名外
部品番号

寸仕様・備考見える化システム

WP6001

IoT 多点観測システム保守料

WY6003

IoT 水圧式水位計

WW6011

IoT 電波式水位計

WW6012

雨量計感部

WB0015

通信 SIM 初期費

K5670GJ

U ボルト*1K5601GY

U ボルト*1

K5601GZ

JIS 80A 用（φ89.1 mm）
ナット付き（2 個）JIS 100A 用（φ114.3 mm）
ナット付き（2 個）USB メモリ

K5690PM

観測ファイル回収用USB メモリアダプタ

K5690WWSD カード用

WP6001 一般仕様を参照ください質
ヒータ付きは使用できません。WB0015-□□□□-NN を指定してください。

*1 標準は JIS 50 A 用の U ボルト、ナットが付属しています。JIS
80 A／JIS 100 A の円柱ポールに設置する際にご注文ください。

GS WM6001-00
2024.08 7 版

体形*1 水位が観測開始水位を超えた場合は、観測モードに遷移します。観
測モード時の送信周期、および観測開始水位はクラウドサーバから設定変更が可能です。
*2 IoT 水圧式水位計のみ有効です。
*3 監視モード時の送信周期の起点となる時刻を任意に変更可能です。
*4 監視モード中の測定周期ごとの観測データを、次回送信時に一括送します。
*5 (株)NTT ドコモの回線を使用します。
*6 動作温度範囲外での動作を保証するものではありません。

２

＜仕様＞

太陽電池部
項

IP カメラ*1目

最大出力電力最大出力動作電圧
最大出力動作電流
外 形 寸 法
重量

内

容

12 W
18.8 V DC
0.64 A
約 350（W）×292（H）×293（D）mm
約 3.6 kg項目

解像度電源赤 外 線 照 明
構造
動 作 温 度使 用 環 境重量

内容1,280×720（HD）
PoE
照射距離 約 20 m
IP66
-20～50℃-30～50℃*2
約 0.5 kg（取付金具を除く）*1 カメラの構造上、夜間撮影時の赤外線照明の反射状況により画像が白く曇ることがあります。
*2 動作温度範囲外での動作を保証するものではありません。

＜システム構成図＞

３

GS WM6001-00
2024.08 7 版

＜外形

図＞

送信ボックス－□□□□－□□□□－□□－N□形

太陽電池部（単位：mm）－□□□□－□□□□－□□－A□形

IP カメラ＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WM6001-00
2024.08 7 版

４