ウィザーライフサイエンス株式会社

Fisher Scientific

小型機器カタログ
２０２３年４月 価 格 改 定© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
Trademarks used are owned as indicated at fishersci.com/trademarks.

In the United States:
For customer service, call 1-800-766-7000
To fax an order, use 1-800-926-1166
To order online: fishersci.com

目次
遠心分離機
高速ミニ遠心機

3

ミニ遠心機

4

ミキサー／シェーカー
ミニボルテックスミキサー

5センサー式ボルテックスミキサー

5マイクロプレートボルテックスミキサー デジタル

6

オービタルミキサー デジタル

7mini チューブローテーター

8

チューブローテーター

9

ホモジナイザー
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 4/24

10

恒温槽

Isotemp 汎用フード付ウォーターバス

11

Isotemp デジタルドライバスインキュベーター

12

ホットプレート／スターラー

Isotemp ホットプレート＆ホットプレートスターラー

13

Isotemp デジタルホットプレート＆ホットプレートスターラー

14

Isotemp マグネチックスターラー

15

超薄型マグネチックスターラー

15

送液ポンプ
バリアブルフロー ペリスタルティックポンプ

216遠心分離機高速ミニ遠心機
コンパクトながら 12,500rpm の高速回転が可能
特長• すばやい加速 / 減速でさまざまなプロトコルに使用可能• 静音で振動の少ない設計• 短時間の遠心に便利なクイックスピンモード搭載• スピード表示の切り替えが可能（ rpm/ × g）
• 工具不要で簡単にローター交換• 傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載• 米国、カナダ、ヨーロッパの安全基準および EMC 規格適合
仕様
カタログ No.

12-006-900

回転数

500-12,500rpm（設定単位 /100rpm）

最大遠心力9,800 × g

回転数設定単位

100（rpm/ × g）

架数

マイクロチューブ用ローター /12 本PCR チューブ用ローター /8 連 4 本 or 個別 32 本

運転時間設定タイマー（最大 30 分）、クイックスピン

寸法171 × 203 × 114Hmm

重量1.4kg（本体＋マイクロチューブ用ローター）

材質

本体/ ABS プラスチック
本体フタ/ ポリカーボネート
ローター/ ガラス繊維強化ポリプロピレン（GFPP）
ローターカバー / ポリプロピレン

電源100-240V、50/60Hz

認証 / 準拠

CE、SGS、RoHS

付属品

マイクロチューブ用ローター（1.5/2.0mL チューブ用）
マイクロチューブ用ローターカバー
PCR チューブ（0.2mL）用ローター（8 連 / 個別用）
0.2mL PCR チューブ/0.5mL チューブ用アダプター×各12

価格￥168,000

簡単操作パネル、見やすいデジタルディスプレイ

3

遠心分離機

ミニ遠心機
回転数は 6,000rpm 固定で、微量試料のスピンダウン用に特長• パーソナルユース用のミニサイズ• 片手で簡単に着脱できるスナップ式のローター（マイクロチューブ用・PCR チューブ用の 2 種類が付属）• 静かな運転音で、さらにゴム製の足が振動を吸収• フタを開けると自動停止、閉めると運転再開• フタは紫外線カット効果の高いポリカーボネート製
仕様
カタログ No.

12-006-901

回転数

6,000rpm（固定）最大遠心力

2,000 × g

架数マイクロチューブ用ローター /6 本PCR チューブ用ローター /8 連 2 本 or 個別 16 本

寸法

128 × 153 × 104Hmm

重量約 815g（本体＋マイクロチューブ用ローター）

材質

本体、チューブアダプター / ABS プラスチック
フタ、ローター/ ポリカーボネート
収納ケース、チューブラック / ポリプロピレン

電源110-120V、50/60Hz、0.1A

認証 / 準拠

CE、SGS、RoHS

付属品

マイクロチューブ用ローター
PCR チューブ用ローター
ローター収納ケース
0.5/0.2mL チューブ用アダプター×各 6
チューブラック

価格￥42,000

注意：スカート付きマイクロチューブは使用できません。
一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。

4ミキサー／シェーカー

ミニボルテックスミキサー
コンパクトでシンプル設計、速度固定か可変の２タイプ• パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、ムラなくミキシング• パワフルなのに静音で、パワーに負けないどっしりボディ• カップに押し付けるだけのシンプルな操作• 15-50mL の遠沈管や、さまざまな種類のチューブが使用可能
仕様
カタログ No.

14-955-151

14-955-163

速度タイプ

固定

可変

回転数

2,800rpm

500-2,800rpm

駆動直径

4.5mm

4.5mm

寸法

96 ×97×64Hmm

96×97×105Hmm

重量

500g

900g

電源

100-240V、50/60Hz、0.6A

保証期間
価格

14-955-151

1 年間¥43,700¥49,000

14-955-163

センサー式ボルテックスミキサー
赤外線センサーが自動的に運転を開始• 強くチューブを押し付ける必要なし• 堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ• 3 つのゴム足でしっかりホールドし、実験台に振動を伝えない• チューブやマイクロプレートを固定するフォームアタッチメント（別売り）仕様
カタログ No.

FB15013

回転数

0-3,000rpm（フォームアタッチメント使用時 /800rpm）

駆動径

4.5mm

寸法

180 ×220×70Hmm

重量

2.4kg

材質

本体 / 亜鉛合金ポリマー
ミキシングカップ /SEBS
フォームアタッチメント / ポリエチレン

電源

100-240V、50/60Hz

認証 / 準拠

防水規格 IP42

付属品

標準ミキシングカップ

価格¥60,000

A00000012

A00000014

A00000015

フォームアタッチメント
カタログ No.

タイプ

A00000012

1.5/2.0mL マイクロチューブ× 19 本

¥12,180

価格

A00000014

15mL 遠沈管× 5 本¥12,180

A00000015

マイクロプレート× 1 枚¥13,550

注意：フォームアタッチメント使用時の最高回転数は 800rpm です。

5

ミキサー／シェーカー

マイクロプレートボルテックスミキサー デジタル
強い撹拌力でも安定感のあるミキシングが可能• アタッチメント（付属）でマイクロプレート 1 枚をミキシング可能• タッチ操作ができるカップヘッド（付属）• 見やすい LED ディスプレイとキーパッド操作• ゲル状の足がしっかりと設置台に吸い付き、振動少なく運転• 2 枚のプレートを同時にミキシングできるアタッチメント（別売り）仕様
カタログ No.

02-216-101

運転モード

ON（カウントアップ or タイマー）、タッチ

回転数

ON モード /300-2,500rpm、タッチモード /300-3,500rpm

軌道直径

3.5mm

タイマー

-9999 分（-99 分 59 秒 /1 秒刻み、-9999 分 /1 分刻み）

寸法

137 × 266 × 114Hmm

重量3.98kg

電源

120V、50/60Hz、0.25A

付属品

マイクロプレートホルダー（1 枚用）
カップヘッド価格

02-216-116￥140,000

オプション
カタログ No.

タイプ

02-216-117

マイクロプレートホルダー 1 枚用

02-216-120

マイクロプレートホルダー 2 枚用

¥16,500

02-216-121

マイクロプレートホルダー 4 枚用

お取り寄せ

02-216-116

カップヘッド＊¥9,000＊本体セット付属品

6

価格＊¥14,500

02-216-120

ミキサー／シェーカー

オービタルミキサー デジタル
チューブ類に適した 3D 軌道ミキサー• やさしく均一にミキシングする 3D 軌道• 取り外し可能なゴム製のマットは多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールド• チューブ類、フラスコやシャーレなど、さまざまな容器に使用可能• 不安定な容器を固定するゴムバンド付• 狭い空間でも使いやすい、高さを抑えたデザイン• 数値を見やすく操作しやすい LED ディスプレイとキーパッド• 設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付仕様
カタログ No.

88-861-043

軌道

三次元

回転数

2-60rpm

傾斜角度

20°

タイマー

-99 時間 59 分

耐荷重800g（プラットフォーム中央部）

寸法

プラットフォーム：267 × 305mm
本体：293 ×415 ×273Hmm

重量

7.4kg

電源

100-240V、50/60Hz、1A

認証 / 準拠

CE、cCSAus、RoHS、WEEE

付属品

ゴムマット
ゴムバンド× 6
ゴムバンド用ネジ× 10

保証期間

1 年間

価格

￥130,000

7

ミキサー／シェーカー

mini チューブローテーター
マイクロチューブをやさしく撹拌するコンパクトミキサー• 付属のプレートは 1.5/2.0mL マイクロチューブやクライオチューブが 36 本
セット可能

• 冷蔵庫やインキュベーター内でも使用可能• 軸は 360°回転し、プレート部分は 0-90°の間で調節可能
仕様
カタログ No.

88-861-051

回転数

10-40rpm（設定単位 /1rpm）

耐荷重

800g

寸法

プレート /164 × 172mm
本
体 /92 × 248 × 203Hmm

重量約 1000g

電源100-240V、50/60Hz、1.0A

付属品

**

価格

￥77,000＊本体にプレート付属＊＊【付属品】10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブ
ホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター（ケーブル長1.8m）、O-リング
製品詳細
https://wexer-store.com/fisher_product/tube_rotator_mini/1390

805-450-129

05-450-130

ミキサー／シェーカー

チューブローテーター
交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター• ドラムの角度は横向き−上向きの間で 6 段階に調整可能• 付属のドラムには 50mL チューブが 15 本セット可能• カウントアップ、カウントダウンタイマー付き• 数値を見やすく、操作しやすい LED ディスプレイとキーパッド仕様
カタログ No.

88-861-049

回転数

5-80rpm

傾斜角度95-180°（6 段階）

タイマー-99 時間 59 分

寸法

293 ×415 ×464Hmm

重量9kg（本体ドラム）

電源

100-240V、50/60Hz、2.5A

認証 / 準拠

cCSAus
ドラム（50mL×15 本用） 1

付属品
保証期間

年間

価格

￥107,000

ドラムタイプ

カタログ No.

価格

88-861-121

1.5/2.0mL × 50 本用¥49,400

88-861-122

15mL×30 本用¥44,400

88-861-123 ＊50mL × 15 本用¥44,400

88-861-124

5/7mL × 20 本＋ 10/15mL × 10 本用¥43,800

88-861-125

φ14mm チューブ× 64 本用¥43,800

88-861-126

φ18.5mm チューブ× 64 本用¥43,800

88-861-121＊本体セット付属品

64 本用

9

ホモジナイザー

ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill 4/24
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザー• すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に• パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能• タンパク質・核酸を再現性よく抽出• クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド（ビーズ充填済み）チューブ• 用途に応じて使い分け可能なビーズ
ガラス
0.5mm / 酵母、細胞、菌類、バクテリア、胞子など
セラミック 1.4mm / 脳、肝臓、腎臓、肺、脾臓など
セラミック 2.8mm / 脳、肝臓、筋肉組織、皮膚、葉など
メタル
2.4mm / 骨、爪、筋肉組織、種実、穀物など

15-340-164

仕様
カタログ

15-340-164

15-340-184

モデル

Bead Mill 4

Bead Mill 24

処理数

2mL チューブ×4
7mL チューブ× 1

2mL チューブ× 24

処理量25µL-6mL

25µL-2mL

タイマー

1-300 秒

1 秒 -9 分 59 秒

振とう速度

1-5m/ 秒（設定単位：1m）

0.8-6m/ 秒（設定単位：0.15m）

プログラム数

1

99

サイクル

1

1-10

寸法

216 × 292 × 254Hmm

381 × 432 × 330Hmm

重量7.48kg29kg
100-230V、50/60Hz

電源
電流

4A

認証 / 準拠

CE

価格￥515,000

10A￥1,550,000

消耗品（チューブ材質：ポリプロピレン）
カタログ No.
15-340-151
15-340-152 プレフィルド＊
ビーズチューブ
15-340-153
2mL
15-340-154
15-340-155 プレフィルド
15-340-156 ビーズチューブ
7mL
15-340-157

15-340-158
15-340-159
15-340-160
19-68215-340-161
15-340-162

ビーズ＊
チューブのみ2mL ＊＊ DNase、RNase フリー

1015-340-184

タイプ
入数
価格
¥41,50050
メタル 2.4mm（ビーズ 0.22g）
50¥41,500
ガラス 0.5mm（ビーズ 0.80g）¥41,500
セラミック 1.4mm（ビーズ 0.57g） 50¥41,500
セラミック 2.8mm（ビーズ 0.49g） 50
50¥52,000
メタル 2.4mm（ビーズ 1.10g）
セラミック 1.4mm（ビーズ 1.65g） 50¥52,000¥52,000
セラミック 2.8mm（ビーズ 1.47g） 50
1¥69,000
メタル 2.4mm 500g
1¥69,000
セラミック 1.4mm 325g
¥69,000
1
セラミック 2.8mm 325g
1
セラミック 6.5mm 325g
¥79,000
500 ¥105,000
標準
500 ¥120,000
強化

15-340-151 15-340-152 15-340-153 15-340-154

15-340-155

15-340-158

15-340-156

15-340-157

15-340-159

15-340-160

恒温槽

Isotemp 汎用フード付ウォーターバス
槽全体を均一に加温・保温する、多用途に使えるウォーターバス• 見やすく操作しやすい LCD ディスプレイとキーパッド操作• タイマー、プリセット（3 点）機能搭載• 万一の際にも安心な過昇温防止、空焚き防止機能搭載• 10L 以上のモデルには排水用のドレインを装備• フードは 90℃開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ
2L（浅型）/5L

仕様
カタログ No.

FSGPD02

FSGPD2SFSGPD05

FSGPD10FSGPD15D

容量2L

2L（浅型）

5L

10L

5/10L（2 槽式） 20L

28L

室温 -100℃

室温 -100℃

FSGPD20FSGPD28

0.1℃

温度設定単位
温度範囲**

室温 -90℃

室温 -100℃

室温 -100℃

室温 -100℃

使用可能室温＋ 15-45℃

温度均一性温

± 0.2℃（37℃時）

度安定性± 0.1℃（37℃時）

タイマー-99 時間 59 秒

内寸（mm）

155×138×150H＊
外寸（mm）

199×230×233H 355×246×232H

300×153×65H

300×154×150H

330×301×150H

室温 -100℃

154×300×150H
500×297×150H
330×301×150H

500×297×200H

355×246×232H 383×393×233H 587×392×233H 555×392×233H 555×392×282H

外装 / 合金化溶融亜鉛めっき鋼板、冷間圧延鋼板（エナメル塗装）
内装、スノコ / ステンレススチール（サテン仕上げ）
フード / ポリカーボネート

材質
出力

200W

300W

300W

800W

300/800W

1,200W

1,200W

100-115 および 200-230V（± 10%）、50/60Hz

電源認証 / 準拠

CE、RoHS、UL、WEEE 規格準拠
ヒンジ付フード、スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース（10L 以上）

付属品
価格¥142,700¥150,500¥176,200¥207,700¥404,700¥253,200¥291,900＊フード含まず＊＊水の状態から100℃に設定をしても、使用環境によって100℃に到達しない事があります。
また100℃まで上がったとしても、かなりの時間を要します。100℃付近での環境下でご利用される場合は、別売り熱伝導ビーズのご使用を推奨しております。

2L

10L※カバーを取り外した状態です。

5/10L

28L

10L 以上のモデルには排水用のドレインを装備

11

恒温槽

Isotemp デジタルドライバスインキュベーター
バリエーション豊富なブロックで、多用途に対応• 見やすく操作しやすいデジタルディスプレイとキーパッド• 高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理• ブロックを簡単に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能• 万一の際にも安心な過昇温防止機能仕様
カタログ No.
タイプ
昇温時間（30 → 130℃）
温度範囲
温度均一性
温度精度
温度安定性
タイマー
寸法
重量
材質
電源
認証 / 準拠
付属品
保証期間
価格

88860021
1 ブロック
20 分以内88860022
2 ブロック
20 分以内室温（25℃）＋ 5-130℃± 1℃± 0.5℃（37℃時）± 0.5℃-99 時間 59 秒
200 ×288 ×100Hmm 200 ×318×100Hmm
2.9kg
3.3kg
本体 / スチール
ブロック / アルミニウム
100-120V、50/60Hz
CE、cULus、RoHS
ブロックリフター
1年間¥72,800¥77,660

88860023
4 ブロック
20 分以内200 ×450×100Hmm
4.7kg¥94,050

ブロック（サイズ：124 × 76mm）
カタログ No.
88860110
88860103
88860104
88860116
88860117
88860118
8886011988860101
88860102
88860105
8886010688860107
88860108
88860109

写真
ウェル数
40ウェルサ φ 8 × 20.5mm（V 底）
φ 10.7 × 31mm（V 底）28イズ
φ 10.7 × 31mm（V 底）28
φ 17 × 105mm
15
φ 30 × 105mm
4
φ 17 × 106mm
15
φ 30 × 106mm
4
φ 6.5 × 31mm（平底）46
φ 10.5 × 31mm（平底）28
φ 13.5 × 31mm（平底）24
φ 16.5 × 31mm（平底）15
φ 18.5 × 31mm（平底）12
φ 20.5 × 31mm（平底）8
φ 25.5 × 31mm（平底）6
φ 5.3 × 10.5mm（V 底）ミックス（0.2mL/0.5mL チューブ）20/30
φ 8 × 20.5mm（V 底）
φ 10.7 × 31mm（V 底）ミックス（1.5mL/2.0mL チューブ）18/10
φ 6.5 × 31mm（平底）ミックス（6mm/10mm チューブ）32/21
φ 10.5 × 31mm（平底）φ 25.5 × 31mm（平底）φ 13.5 × 31mm（平底）ミックス（25mm/13mm/6mm チューブ）
3/12/6
φ 6.5 × 31mm（平底）φ 5.3 × 10.5mm（V 底）
96 ウェル PCR プレート（スカート無）96
φ 5.3 × 10.5mm（V 底）
96 ウェル PCR プレート（セミ / フルスカート） 96−
96 ウェル ELISA プレート
̶

88860115
88860113
88860112
88860114
88860120
88860121
88860111

③

⑩

②

⑮

⑫
⑪

12

価格
¥17,710¥15,180¥15,180¥33,880¥33,880¥70,180¥70,180¥16,280¥16,280¥20,130¥20,130¥20,130¥16,280¥16,280

タイプ
0.5mL チューブ
1.5mL チューブ
2.0mL チューブ
15mL 遠沈管（平底）50mL 遠沈管（平底）15mL 遠沈管（コニカル）
50mL 遠沈管（コニカル）
6mm チューブ
10mm チューブ12/13mm チューブ
15/16mm チューブ
17/18mm チューブ20mm チューブ25mm チューブ

①

⑥

⑤

⑦

④
⑭

⑬

⑰

⑯

⑱

⑨

⑳

¥28,820¥20,130¥20,130¥28,820¥38,940¥44,000¥20,020⑲㉑⑧

ホットプレート／スターラー

Isotemp ホットプレート＆ホットプレートスターラー
安全機能がついて、使いやすいスタンダードなデザイン• 化学薬品耐性に優れ、手入れが簡単なセラミックトッププレート• 天板が 50℃以上になるとインジケーターランプが点灯。
火傷事故などを防止• 数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ
HP88857200

仕様
カタログ No.

SP88857200

HP88854200

タイプ

HP88857200

SP88854200＊

HP88850200

SP88857200

SP88850200

ホットプレートスターラー

ホットプレート

プレートサイズ108 ×108mm

184 ×184mm

260 ×260mm

108×108mm

184 ×184mm

260 ×260mm

設定温度範囲30-540℃

30-540℃

30-400℃

30-540℃

30-540℃

30-400℃

1℃

温度設定単位
温度精度± 5.0℃（100℃設定時 / 天板中心 5cm）

温度安定性

通常時／± 2.0℃（100℃設定時 / 天板中心 5cm）
リモートプローブ使用時± 0.5℃（70℃時 / 水 500mL）※リモートプローブ別売
約8分

最高温度到達時間
回転数

̶

̶

̶

50-1,500rpm

50-1,500rpm

50-1,500rpm

回転数設定単位

̶

̶

̶

10rpm

10rpm

10rpm

回転数安定性̶̶̶

± 5.0％± 5.0％± 5.0％

最大撹拌容量

̶

̶

̶

1L

4L

6L

耐荷重

6.8kg

11.3kg15.8kg6.8kg

11.3kg15.8kg

寸法（mm）

130×259×98H

208×360×105H

288×438×105H

130×259×98H

208×360×105H

288×438×105H

重量

1.5kg

3.4kg

5.2kg

2.2kg

4.1kg

5.9kg

12A

13A

φ 13mm

取付可能ロッド

トッププレート材質

セラミック

電源
電流

100-120V、50/60Hz
4.4A

12A

13A

認証 / 準拠

CE、cCSAus
ロッド固定ノブ、スターラーバー（ホットプレートスターラーのみ）

付属品
保証期間
価格

4.4A

1 年間
¥51,590¥57,310¥76,890¥61,710¥67,430¥87,120＊ディスプレイは温度表示のみです。回転数はダイヤル周囲の目盛を目安に調整してください。

オプション
カタログ No.

CIC0001465
CIC0001466

タイプ
リモートプローブ

価格

PT100

¥11,990

PT1000

CIC0001832

サポートロッド（457mm）¥12,980¥2,750

CIC0001833

クランプ＆ホルダー¥4,070

CIC0001462

108 × 108mm 用

CIC0001463

スプラッシュシールド 184 × 184mm 用¥3,080¥3,190

CIC0001464

260 × 260mm 用¥3,74013

ホットプレート／スターラー

Isotemp デジタルホットプレート＆ホットプレートスターラー
ベーシックモデルよりさらに精密な温度管理ができるデジタルモデル• 0.1℃単位で温度管理が可能なリモートプローブが標準付属• タイマー機能、温度・回転数・時間が最大 3 点セットできるプログラム機能を搭載• 天板が 50℃以上になるとインジケーターランプが点灯し、火傷事故などを防止
仕様
カタログ No.

HP88857290

SP88857290

タイプ

ホットプレート

ホットプレートスターラー

回転数

̶50-1,500rpm

回転数設定単位̶

1rpm

回転数安定性̶

± 5.0％

最大撹拌容量̶

4L

温度設定範囲30-450℃

温度設定単位

1℃（100℃以下でリモートプローブ使用時 /0.1℃）

温度精度± 5.0℃（100℃設定時 / 天板中心 5cm）

温度安定性

通常時／± 1.0℃（100℃設定時 / 天板中心 5cm）
リモートプローブ使用時 / ± 0.5℃（70℃時 / 水 500mL）（1,000rpm 設定時 / 水 600mL）

最高温度到達時間

約5分

耐荷重

11.3kg

取付可能ロッド

φ 13mmトッププレートサイズ

184 × 184mm

寸法
重量

208 × 360 × 105Hmm
3.4kg

4.1kg

トッププレート材質

セラミック

電源

100-120V、50/60Hz、12.3A

認証 / 準拠

CE、cCSAus

付属品

リモートプローブ（PT100）
サポートロッド
クランプホルダー
ロッド固定ノブスターラーバー（ホットプレートスターラーのみ）

保証期間

1 年間

価格

¥86,570※ 13ページに掲載されているオプションが使用できます。

14¥94,160

SP88857290

ホットプレート／スターラー

Isotemp マグネチックスターラー
使いやすいスタンダードなマグネットスターラー• 化学薬品耐性に優れ、手入れが簡単なセラミックトッププレート• 数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ
仕様
カタログ No.

S88857200

S88850200

最大撹拌容量4L

6L

プレートサイズ184×184mm

267×267mm

回転数

50-1,500rpm

回転数設定単位10rpm

回転数安定性± 5.0％（1,000rpm 設定時 / 水 600mL）

耐荷重

11.3kg15.8kg
φ 13mm

取付可能ロッドS88857200

寸法

208 × 360 × 105Hmm

288 ×438 × 105Hmm

重量

4.1kg

5.9kg
セラミック

トッププレート材質

100-120V、50/60Hz、0.2A

電源
認証 / 準拠

CE、cCSAus

付属品

ロッド固定ノブ、スターラーバー

保証期間

2 年間

価格

¥53,020¥69,190※ 13ページに掲載されているオプションが使用できます。

超薄型マグネチックスターラー
超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー• 30 秒ごとに反転するパルスモード付き• 高い防塵防水規格に適合• 壊れにくい内部構造で持ち歩きに便利• スターラーバー収納用の便利なスペース付き
仕様
カタログ No.

14-955-149

最大容量（対 H2O）

800mL

回転数

15-1,500rpm

回転数設定単位50rpm

使用可能スターラーバー

最大 25mm

プレート面サイズ

φ 94mm

寸法

115 × 185 × 13Hmm

重量

315g

材質

本体 / ガラス繊維強化ポリプロピレン（GFPP）
プレート面・パネル / ポリエステル

電源100-240V、50/60Hz、5W

認証 / 準拠

防塵防水規格 DIN EN 60529：IP 65

価格¥41,50015送液ポンプバリアブルフロー ペリスタルティックポンプ• ダイヤル操作とチューブ径のバランスで幅広く流量が調節できる小型のペリスタポンプ• キーパッド操作で、ボタンひとつでスムーズに運転• チューブは最長で 36m まで使用可能
付属品

仕様
カタログ No.

13-876-4

13-876-1

13-876-2

13-876-3

モデル

超低速

低速

中速

中高速

流量範囲

0.005-0.900mL/ 分

0.03-8.20mL/ 分

0.4-85.0mL/ 分

4-600mL/ 分

寸法

168 ×120 × 115Hmm

材質

ABS プラスチック

重量

567g

電源

120V、50/60Hz
チューブアッセンブリー（シリコンチューブ＋ポリプロピレン製フィッティング / ニップル）4 本セット

付属品

※流量の詳細については下記をご参照ください。

価格¥66,700¥66,700¥120,870¥66,700

チューブアッセンブリーと流量の目安
チューブ内径×長さ13-876-4

1/50 インチ（0.5mm）× 83mm

約 0.005-0.013mL

1/32 インチ（0.8mm）× 87mm

約 0.008-0.03mL＊

1/16 インチ（1.6mm）× 108mm

13-876-1
約 0.03-0.06mL

13-876-2

̶

約 0.04-0.14mL＊

約 0.6-2.2mL＊̶

約 0.05-0.17mL

約 0.25-0.8mL

約 3.0-12.0mL

約 4-34mL

1/32 インチ（2.4mm）× 114mm

約 0.08-0.36mL

約 0.4-1.7mL

約 5.0-20.0mL

約 20-90mL

3/16 インチ（4.8mm）× 127mm

約 0.35-0.96mL

約 1.7-4.6mL

約 17.0-60.0mL

約 40-280mL

1/4 インチ（6.4mm）× 111mm

約 0.38-1.8mL

約 1.8-8.2mL

約 18.0-85.0mL

約 80-600mL＊

約 0.4-0.8mL

13-876-3＊＊＊印のチューブアッセンブリーは付属品ではありません。流量の参考として記載してあります。
1/32 インチチューブには、1/50 インチチューブアッセンブリーのフィッティングが共用できます。

消耗品
カタログ No.

タイプ

価格

カタログ No.

3371JP
3372JP
3373JP
3374JP
3375JP
3376JP
3391JP
3392JP
3393JP
3394JP

ID1/50 インチ（0.5mm）
ID1/16 インチ（1.6mm）
ID3/32 インチ（2.4mm）
ID3/16 インチ（4.8mm）
ID1/4 インチ
（6.4mm）超低速 / 低速用
ID1/4 インチ（6.4mm）中速用
ID1/16 インチ（1.6mm）中高速用
ID3/32 インチ（2.4mm）中高速用
ID3/16 インチ（4.8mm）中高速用
ID1/4 インチ（6.4mm）中高速用¥3,260¥3,260¥3,260¥3,260¥3,260¥3,260¥3,260¥3,260¥3,260¥3,2603370JP
超低速 / 低速用
¥11,450
チューブ¥11,4503377JP アッセンブリー 中速用
3378JP （4 本セット） 中高速用
¥11,450
ID1/50 インチ（0.5mm）
3360JP¥19,010¥19,0103361JP
ID1/32 インチ（0.8mm）¥9,6603362JP
ID1/16
インチ
（
1.6mm
）
シリコン
¥9,6603363JP
チューブ ID3/32 インチ（2.4mm）
3364JP （7.62m） ID3/16 インチ（4.8mm）¥13,3403365JP
ID1/4 インチ（6.4mm）超低速 / 低速用 ¥13,340
3366JP
ID1/4 インチ（6.4mm）中速 / 中高速用 ¥13,340

16

チューブ
アッセン
ブリー
（単品）

タイプ

価格

代理店

EC サイトはコチラから

ウィザーライフサイエンス株式会社
Order infomation

TEL：052-659-2900 FAX：052-659-2905
Mail：info@wexer.co.jp