全天候型データ記録装置
ＳＤカード式電圧積算入力

KADEC21－UP
KADEC21－UP－C

取扱説明書

ノースワン株式会社

はじめに
このたびは、ＳＤカード式全天候型測定データ記録装置「KADEC21-UP-C」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。KADEC21-UP-Cは、積算データを主に必要とする光データを測定するための専用器です。ピーク電圧も捕れるアナログ積算回路を内臓していますので、日射センサや光量子センサなどの光関係センサを直接入力することができます。特に、アナログ積算回路で初めてプラスからマイナスまでの電圧入力に対応していますので、放射収支センサも１台で簡単に記録できます。ＳＤカードを使用して記録
データを回収することや、ＳＤカードへ自動データ転送機能でさらに多くのデータを記録することもできます。

－－－目次－－－
１.各部名称と機能
２.センサの接続
３.操作方法４.ＬＣＤ表示の意味と設定方法
５.電池
６.技術資料
７.別売オプション
８.仕様
９.外形寸法・・・・・３・・・・・４・・・・・５・・・・・７・・・・・１０・・・・・１２・・・・・１７・・・・・１８・・・・・１９

ご注意及びお願い※ 本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。
※ 本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。
※ 本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。
※ 運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。
※ 弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
※ 本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。

ノースワン株式会社〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835
https://www.north-one.net/

改定日 Rev2.3 2021年07月02日-2-

１．各部の名称と機能測定ｽｲｯﾁ
コントラスト調整
LCD表示器
外部同期端子ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ｾﾝｻ入力端子
入力切替JP
外部電源ｺﾈｸﾀ

操作ｷｰ[ENTER]
操作ｷｰ[DOWN]
操作ｷｰ[UP]
動作電池[NRH-B06]
USBｺﾈｸﾀ
ｶｰﾄﾞｺﾈｸﾀ
ｶｰﾄﾞ動作電池

センサ入力端子台
動作用電池
LCD表示器
外部同期端子
外部電源コネクタ
リセットスイッチ

カードスロット
カード回収電池
ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整つまみ
測定スイッチ
操作キー
ＵＳＢコネクタ
入力切替ＪＰ：各種センサーを接続します。
：測定用動作電池です。
：記録値など各種の値を表示します。
：計測などのタイミング信号の入出力端子です。
：動作電源を外部から供給する端子です。記録計の電源電圧は、ＤＣ６～９Ｖの範囲です。
：強制リセットスイッチです。通常操作することはありませんが、予期しない動作時に使用します。
：ＳＤカードを差込むスロットです。
：ＳＤカードを動作させる電池です。（CR123Aを使用）：LCD表示器のコントラストを調整します。通常は中央付近で最適な状態です。
：測定開始と測定終了（待機状態）のスイッチです。
：UP、DOWN、ENTERキーの３キーで、記録計の各種設定を行います。
： USB-MINIBケーブルで接続しパソコンと通信を行います：センサーの出力に合わせてジャンパーピンを差換えてください。

-3-２．センサーの接続方法
２－１ センサーの接続
KADEC21-UPと光センサと接続方法は次の配線図を参照して接続してください。センサケーブルは大きい方のＳＣロックをとおして各端子に接続します。接続後、正しく結線されているかどうかをメニューの入力モニタにして確認します。（「各設定および表示処理について」を参照）また、使用するセンサによっては配線の色が異なる場合が有りますので、センサの信号線の内容と同等の信号線を端子に接続してください。

○プラス電圧（０～１０ｍV）入力
日射計などのプラス電圧出力のセンサで積算電圧測定をする場合は、入力切替ジャンパの位置を「SINGLE」にします。センサの出力が１０ｍVを超えるときは、センサと記録計の間に分圧器を入れてください。
※センサ出力が１０ｍVを超える場合に分圧器を使用します。

V+V※アース処理はセンサの仕様を参考にして処理してください。

DC

SINGLE

日射計

日射計・光量子計
照度計・紫外線計など(0～10mV)

SIN
GLE
DU
AL

○プラスマイナス電圧（－１０～＋１０ｍV）入力
放射収支計などのプラスマイナス電圧出力のセンサで積算電圧測定をする場合は、入力切替ジャンパの位置を「DUAL」にします。

※センサ出力が１０ｍVを超える場合に分圧器を使用します。

V+
V-

放射収支計

※アース処理はセンサの仕様を参考にして処理してください。

DC

DUAL
放射収支計・ｱﾙﾍﾞﾄﾞなど(0～±10mV)

SIN
GLE
DU
AL

-4-

３．操作方法
３－１．測定開始および終了
測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始します。[STOP]にすると測定終了（待機状態）となります。

＜標準設定状態＞
ＬＣＤ設定メニューの「Default Setting」を実行したときの、標準的な設定です。（４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照）
特にご指定がない場合、工場出荷時には標準的な設定で出荷しますが、出荷時に設定変更をご指定の場合は、 「Default Setting」を実行しても、工場出荷時の状態には戻りませんのでご注意下さい。
・測定インターバル
・プレタイマー・アフタースタート機能
・通信速度
・入力モード

：１０分
：ＯＦＦ
：ＯＦＦ
：３８４００ｂｐｓ：１ｃｈ＝積算電圧入力

３－２．記録計の設定
操作キーを押すとＬＣＤ表示器にメッセージが表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メ
ニューを選択し[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。
設定メニューの詳細は、４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照してください。
※測定中でも設定変更は可能です。
※キー操作が９０秒以上ないときは、ＬＣＤ表示は自動的に消えます。
※キー操作は、通信ソフトでも同様の操作ができます。
３－３．通信によるデータ回収
３－３－１．データ回収
パソコンに付属（弊社HPからダウンロード可）のUSBドライバをインストールしてください。ドライバインス
トール完了後、本機USBコネクタにUSB-MINIBタイプケーブルを差し込んで、パソコンに接続します。次に通信ソフトを起動して、データの回収や各設定操作を行ってください。
※データ回収や各設定操作は、測定中でも実行できます。
※USBのパソコンが割当てるCOMポート番号に、ご注意下さい。デバイスマネジャーにて確認・変更可能です。
３－３－２．ＫＡＤＥＣ２１通信ソフト
ＫＡＤＥＣ２１通信ソフトは、Windows98以降で動作し、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計と通信接続を行い記録されたデータの回収を行います。また、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計本体のＬＣＤとスイッチを画面上でモニターして、記録条件等の各種設定を遠隔操作することもできます。
回収データをパソコンに保存することができます。保存したデータは、圧縮されたバイナリファイルですが、
テキスト形式に変換し、表計算ソフト（エクセル）などで取り扱い可能なＣＳＶファイルを作成します。なお、
データ回収を行った場合、バイナリファイルと同時にＣＳＶファイルが自動的に作成されます。
通信ソフトの操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参考にして下さい。

-5-

３－４ SDカードによるデータ回収①カードスロットにＳＤカードを挿入します。
②メニュー項目の｢Card Download｣を表示させ[ENTER]キーを押し、[UP][DOWN]キーで[All]または[New]を選択して[ENTER]キーを押します。[All]を選択すると全データ、[New]を選択すると最新データが回収されます。
③回収時間は記録データ数により違いますが最大（[All]選択時）で約４分間です。
④回収が正常に完了すると｢Load Finished｣と表示しますのでカードスロットからSDカードを引き抜きます。
⑤[New]を選択した時に記録計の内部に最新記録データがない場合｢No Data｣と表示します。

-6-

４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法
ＬＣＤ表示に表示されるメニュー項目の意味と設定方法について説明します。
各処理メニューを選択して実行する場合、操作キーを押すと、表に示す順に表示が変化します。表示している処理を実行するときは、[ENTER]キーを押します。次の処理メニューに変更するときは[UP]または[DOWN]
キーを操作します。
メニュー項目
オープニングROMバージョン
日付時刻
インターバルプレタイマー
アフタースタート
通信速度
入力モード
入力モニタ
記録データ
ＲＴＣアジャスト
メモ
電池残量
出荷時設定呼出自動データ転送
カード回収

表示例
操作スイッチ動作内容
ＫＡＤＥＣ２１ Ｓｅｒｉｅｓ
キー操作待ちＮｏｒｔｈ－ｏｎｅ Ｃｏ．，ＬＴＤ
ＲＯＭ Ｖｅｒｓｉｏｎ[UP][DOWN] 表示のみ
ＵＰ５.０ ２０１１／０８[ENTER][UP][DOWN] 表示／変更
Ｄａｔｅ[ENTER]０１／１０／０９[UP][DOWN] 表示／変更
Ｔｉｍｅ[ENTER]
１１：２２：３３[UP][DOWN] 表示／変更
Ｉｎｔｅｒｖａｌ[ENTER]
１ｍｉｎ[UP][DOWN] 表示／変更
Ｐｒｅｓｅｔ Ｔｉｍｅｒ[ENTER]
ＯＦＦ[UP][DOWN]
Ａｆｔｅｒ Ｓｔａｒｔ
表示／変更[ENTER]００／００ ００：００[UP][DOWN] 表示／変更
ＣＯＭ Ｓｐｅｅｄ[ENTER]
３８４００ｂｐｓ[UP][DOWN] 表示／変更
Ｍｏｄｅ[ENTER]ｃｈ １
Ｉｎｔｅｇｒａｔｎ[UP][DOWN] 表示のみ
Ｍｏｎｉｔｏｒ[ENTER]ｃｈ １ ＋０７．８９ｍＶ[UP][DOWN] 表示のみ
Ｄａｔａ １８−１１：２２：００[ENTER]ｃｈ １ ＋０７．８９ｍＶ[UP][DOWN] 表示／変更
ＲＴＣ Ａｄｊｕｓｔ[ENTER]
25[UP][DOWN] 表示／変更
Ｍｅｍｏ １[ENTER]
Ｋａｄｅｃ（メモ１）[UP][DOWN] 表示／残量ﾘｾｯﾄ
ＢＡＴＴ[ENTER]［＿＿＿＿■■■■■■］[UP][DOWN]
Ｄｅｆａｕｌｔ Ｓｅｔｔｉｎｇ
変更のみ[ENTER]
Ｙｅｓ，Ｎｏ[UP][DOWN] 設定／開始
Ａｕｔｏ Ｄｏｗｎｌｏａｄ[ENTER]
ＯＦＦ[UP][DOWN]
Ｃａｒｄ Ｄｏｗｎｌｏａｄ
回収実行[ENTER]
Ａｌｌ，Ｎｅｗ

測定スイッチ操作時の表示
測定開始
測定終了

測定スイッチ 表示のみ
Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔａｒｔ[REC]ｉｎｔｅｒｖａｌ １ｍｉｎ
測定スイッチ 表示のみ
Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔｏｐ
[STOP]Ｃｏｕｎｔ １５５６４-7-

４－１ 各メニュー項目の操作方法
メニュー項目
オープニング
ROMヴァージョン
日付

時刻

インターバルプレタイマー

アフタースタート

通信速度

入力モード

入力モニタ
記録データ

ＲＴＣアジャスト

操

作

方

法

キー操作待ち① メニュー項目の「Date」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと年、月、日の順で点滅します。
③ 年月日の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Time」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。
③ 時分秒の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のインターバル項目に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② ②[UP][DOWN]キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。
③｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選③
択して[ENTER]キーを押します。
※プレタイマーの設定可能な時間は、０～３０秒、１～５９分の１分きざみです。
① メニュー項目の「After Start」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと月が点滅します。
③ 測定を開始したい月を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
④ 測定を開始したい日を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選⑥
択して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の通信速度に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※通信機能については、通信機能を参照してください。
① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
※各チャンネルごとに記録要素を設定して下さい、記録しないときは「Disable」を選択して下さい。
① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER]キーを押して、表示したいチャンネルを[UP]②[DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Data」を表示させます。
② 現在表示中データは最新の記録データです。
③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN]キーを押します。
① メニュー項目の「RTC Adjust」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のRTC値に合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※RTCアジャストについては、RTCアジャストを参照してください。

-8-メニュー項目

メモ

①
②
③
④
⑤

電池残量

①
②
③
④
⑤
①

標準設定呼出②③①

自動データ転送

②
①
②

カード回収
③
④

操
作
方
法
メニュー項目の「Memo」を表示させます。
[ENTER]キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER]キーを押します。
メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。
１文字ずつ[UP][DOWN]キーを操作して、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
メニュー項目の「BATT」を表示させます。
内蔵バッテリの残量が表示します。
動作電池残量をリセットするときは、[ENTER]キーを押します。
[UP][DOWN]キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER]キーを押します。
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。
メニュー項目の「Default Setting」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
メニュー項目の｢Auto Download｣を表示させて、[ENTER]キーを押します。
[UP][DOWN]キーで｢Half Memory｣または｢Max Memory｣に合わせます。
｢Change? Yes,No｣が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで｢Yes｣または｢No｣を選択して[ENTER]キーを押します。
カードスロットにSDカードを挿入します。
メニュー項目の｢Card Download｣を表示させ[ENTER]キーを押し、[UP][DOWN]キーで[All]または[New]を選択して[ENTER]キーを押します。[All]を選択すると全データ、[New]を選択す
ると最新データが回収されます。
回収時間は記録データ数により違いますが最大（[All]選択時）で約４分間です。
回収が正常に完了すると｢Load Finished｣と表示しますのでカードスロットからSDカードを引き抜きます。

-9-

５ 電池
５－１ 動作電池の交換
記録計の動作用電池を交換するときは、測定スイッチをオフ（ＯＦＦ）にしてから行います。動作用の電池
はＫＡＤＥＣ専用電池で、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバ
でネジを外して下さい。

動作電池固定ネジ

５－２ 電池残量のリセット
動作電池を交換後、メニュー項目の「BATT」を表示させ、動作電池残量のリセットを、必ず実行してください。
もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。

ＬＣＤ１行目ＬＣＤ２行目BATT TYPE SERECT 使用する動作電池を選択して下さい。
ＥＲ６
NRH-B06-CR2400を使用時
ＥＲ６×２
NRH-B06-CR3000を使用時
ＣＲ１２３Ａ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａを使用時

１８００ｍＡｈ
３６００ｍＡｈ
９００ｍＡｈ

電池残量のリセット時に、選択した動作電池の容量を記録計内部に設定します。
※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。

-10-

５－３ 測定動作日数
ＫＡＤＥＣ２１－ＵＰの動作日数は記録インターバルや接続するセンサーによって変化します。以下に標準
的な動作日数を記載しますので設置時の参考にして下さい。ただし、記録計のメモリ容量は考慮していません。
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１分
１０分
３０分
６０分

リチウム電池パック１個
測定データ数
測定日数
約 352,710ﾃﾞｰﾀ
約244日
約 38,213ﾃﾞｰﾀ
約265日
約 12,817ﾃﾞｰﾀ
約267日
約 6,418ﾃﾞｰﾀ
約267日

測定月数
約8.2ヶ月
約8.8ヶ月
約8.9ヶ月
約8.9ヶ月ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１分
１０分
３０分
６０分

カメラ用電池ホルダ１段
測定データ数
測定日数
約 176,355ﾃﾞｰﾀ
約 122日
約 19,107ﾃﾞｰﾀ
約 133日約 6,409ﾃﾞｰﾀ
約 134日約 3,209ﾃﾞｰﾀ
約 134日

測定月数
約 4.1ヶ月
約 4.4ヶ月
約 4.4ヶ月
約 4.4ヶ月※上記の日数計算には、外部トリガ機能や通信による消費電流は考慮しておりません。プレタイマ機能を使用した外部トリガ機能を使用する場合や、ＰＣとの通信を頻繁に行う場合の動作日数は別途計算が必要です。
５－４ ＳＤカード用電池
ＳＤカードを動作させるための電池は、カメラ用電池（ＣＲ１２３Ａ）です。この電池が消耗すると、ＳＤカードの機能が使用できなくなりますので、ＳＤカードへデータ転送ができないときは、電池交換を行なってからＳＤ
カードの機能の操作を行ってください。
この電池は、ＳＤカードでのデータ回収動作などＳＤカードに関する動作において使用します。したがいまして、ＳＤカード用電池が消耗しても、動作電池の残量が残っていれば、測定動作に影響はありません。
ＳＤカード用電池の寿命は、データ回収動作で概ね3００回程度です。

カード用電池※（＋）プラス、（－）マイナスの極性に注意して下さい。

-11-

６ 技術資料
６－１ 記録計のデータ回収について
KADEC21シリーズは記録計本体に９７２８０データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この
９７２８０データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する２つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のＬＣＤ表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます。
以下にその違いを説明します。
６－１－１ 全データ回収 「ＡＬＬ」
記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録
データに過去の記録データを含め記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場
合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することができます。
６－１－２ 最新データ回収 「NEW」
前回データ回収した記録データの次のデータから現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。

記録計内部メモリ ９７２８０データ

記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。（メモリスクロール方式）

過去の記録データ

未回収の記録データ

過去の記録データ「NEW」
最新データ回収
最新データ

前回データ回収
「ALL」
全データ回収-12-

６－２ プレタイマーについて
プレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオン／オフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給すると、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリィが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの機器に、測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマー機能です。
６－２－１ 外部同期端子について
プレタイマー機能で設定した時間で外部同期端子「EXTOUT」がON/OFFします。
出力はトランジスタによる有電圧出力ですので、外部電源をON/OFFする必要がある場合はリレー等で回路を構成してください。その際は以下の点に注意してください。
○出力はトランジスタによる有電圧出力で、負荷により記録計の動作電池の消費電流が増加します。
○オン状態のときは、負荷に動作電池から電流が流れ続けますので、動作電池の消費電流には注意して下さい。

プレ信号ON
プレタイマ：OFF

プレタイマは無効
ONしない

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
プレタイマ：０min

測定と同時にON
プレ時間”０min”

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
プレタイマ：○△min

測定開始前○△min
前にON

プレ信号OFF
測定中
測
定
開
始

測
定
終
了

-13-

６－３ アフタースタート機能について
アフタースタート機能は、測定開始日を予め設定し、その設定された月日時分から測定を開始します。 但
し、測定インターバルの設定により、その設定時刻に測定されるとは限りません。つまり測定インターバルを１時間と設定した場合、正時に測定される為、スタート時間を○月△日９時３０分と設定しても、測定は１０時００分まで行われません。
記録中にアフタースタートを設定した場合、設定時刻まで記録は停止します。リモート操作で一旦記録を停止させる場合に有効です。逆に誤ってアフタースタートを設定してしまうと記録が停止させられる為、設定操作には注意が必要です。
アフタースタート機能の停止は、測定開始日を全て０（ゼロ）に設定します。
６－４ 電池残量表示機能について
KADEC21シリーズのＬＣＤ表示メニュー項目の「BATT」で表示される動作電池残量は、測定時の消費電流、待機時の消費電流といった記録計の各動作状態での消費電流を予め内部の不揮発性メモリに書き込んでいます。この値をプログラムで計算することで、電池残量を計算して表示させています。ですから電池残量表示機能は、電池残量の予測値であることにご注意下さい。（電池電圧の実測値に基づくものではありませんので目安としてご使用下さい。）
６－５ 自動ＳＤカードデータ転送機能について
KADEC21シリーズのカードモデルでは、ＳＤカードを記録計に差込んだままで、自動的に記録計からＳ
Ｄカードへデータ転送する機能を持っています。これは記録計の内部メモリから最新記録データを自動的にＳＤカードに転送する機能です。記録計の内部メモリに最新記録データが半分（４８６４０個）またはフル（９７２８０個）になった時に、自動的にＳＤカードにデータ転送が行われますので、長期間連続測定も可能となります。
①測定を開始する前に、カードスロットに新しいＳＤカードを差し込みます。
②メニュー項目の｢Auto Download｣を表示させて、[ENTER]キーを押します。
③[UP][DOWN]キーで｢Half Memory｣または｢Max Memory｣に合わせます。
④｢Change? Yes,No｣が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで｢Yes｣または｢No｣を選択して[ENTER]
キーを押します。
⑤測定スイッチをＲＥＣ側にすると、測定を開始します。SDカードを抜くときは、自動回収機能｢AutoDownload｣をオフ｢OFF｣にし、｢Card Download］メニューを表示し回収中ではないことを確認してください。

！
※ 自動データ転送機能を使用して屋外で無人で計測する場合は、温度保証されたＳＤカードで運用することをお勧めします。

-14-

６－６ ＳＤカードの注意点について※自動カードデータ回収での｢Max Memory｣の１データファイル容量は約１．８MＢ、｢Half Memory｣の１データファイル容量は９００ＫＢです。また、回収にかかる時間は｢MaxMemory｣で約４分、｢HalfMemory｣で約２分です。１０分以下のインターバルでお使いの場合は｢Half Memory｣を選択してください。
※自動カードデータ回収時に最大データファイル数を越えるかSDカードの容量がいっぱいになった場合
は、自動カードデータ回収機能が自動的に｢OFF｣となり、記録計の内部メモリからSDカードへ自動回収されなくなります。記録計は測定を停止するまで記録し続けるので記録計の内部メモリ記憶容量を超えると回収していないデータを上書きしてしまいます。よって自動カードデータ回収をおこなう場合はSDカードの容量には十分注意してください。
※カードデータ回収中にキー操作が９０秒以上ない場合、ＬＣＤ表示が自動的に消えてしまいますが、再度キーを押すと表示されますので[UP][DOWN]キーにて｢Card Download｣を表示して回収完了を確認してください。
※カードデータ回収中に回収処理を中断したい場合は[ENTER]キーを押してください。｢Cancel｣と表示され回収処理を中断します。
※ファイルシステムの制約から、３２Gバイトを超える容量のカードは使用できません。

６－７ ＳＤカードモデルのエラー一覧
ＳＤカードに関する動作を行った場合に出るエラーの一覧を以下に示します。
LCD表示

エラー内容と対処方法

Card Error 04

SDカードに問題があります。SDカードを交換してください。

No Space 08

SDカードに書き込めるファイル数を超えています。

No Space 09

SDカードに書き込めるファイル容量を超えています。

CA Error 12

カードアダプタとの通信ができません。故障が考えられます。

CA Error 13

カードアダプタとの通信エラーが発生しました。再度やり直して見てください。

CA Battery Error

カードアダプタの電源異常です。CR123Aの電池残量を確認してください。

No Card

SDカードが挿入されていません。

Cancelカード回収中にEnterキーで中断されました。

No Data

最新データは記録されていません。

Write Protect

SDカードがライトプロテクトされています。

Busy

通信回収中

-15-

６－８ RTC誤差調整機能
記録計内部にはＲＴＣ（Real Time Clock）と呼ばれる時計を内蔵しています。出荷時には常温環境下において月差約±１０秒以下になるように調整しています。このＲＴＣは水晶発振を基に時刻を刻んでいますが、極端な温度変化の環境下に記録計を設置した場合などは、月差がさらに大きくなる場合もあります。
※個々のＲＴＣの誤差は統計的な標準偏差により規定されます。
ＲＴＣ誤差調整機能は、特殊な装置を必要とせずに記録計内部の時計（ＲＴＣ）の進みまたは、遅れを調整することができます。この機能は、２０秒に１度、ＲＴＣのクロック数を変化させることにより、時計の進み遅れを調整しています。設定方法は、時計が遅れているときは現在の設定値を減らし、進んでいるときは設
定値を増やします。
増減値の１カウントの補正時間は以下の様に求められます。
・ＲＴＣクロック周波数 ：３２７６８Hz（分周比１／２で１６３８４Hz）
・１カウントあたりの分解能：１／１６３８４Hz＝６１．０３５１μ秒
・補正インターバル：２０秒
例１）１日に時計が３秒進んだ場合。
１日=８６４００秒 ８６４００÷２０=４３２０
１日当り４３２０回補正インターバルが生ずるので
６１．０３５１μ秒×４３２０=０．２６３７秒／日
３÷０.２６３７＝約１１カウント
現在の設定値が１０の場合、１０＋１１＝２１を設定します。
例２）一週間に時計が７秒遅れた場合。
１カウントは、１．８４５７秒／週なので ７÷１．８４５７＝約４カウント
現在の設定値が２１の場合、２１－４＝１７を設定します期

間
補 正 回 数補 正 時 間２０秒
１回
１×１／１６３８４＝ ６１μ秒
１分
３回
３×１／１６３８４＝１８３μ秒
１時間
１８０回
１８０×１／１６３８４＝ １０．９８ｍ秒
１日
４３２０回
４３２０×１／１６３８４＝２６３．６７ｍ秒
１週間
３０２４０回 ３０２４０×１／１６３８４＝
１．８５秒
１ヶ月 １２９６００回 １２９６００×１／１６３８４＝
７．９１秒

-16-

７ 別売りオプション
ＫＡＤＥＣ２１シリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。

・カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａは（二酸化マンガンリ
チウム電池）一般的に市販されている電池です。
この電池でＫＡＤＥＣ２１シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池（ＮＲＨ－Ｂ０６）に比べ約半となります。
※：ＣＲ１２３Ａの電池容量はメーカ毎に違いがあります。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１・ＡＣアダブタ ９Ｖ（トランスタイプ）
ＫＡＤＥＣ２１シリーズを商用電源（AC１００Ｖ）
で使用する際に使用します。ＫＡＺＥで使用する際は、電源周波数（50Ｈｚや60Ｈｚ）ノイズに強いトランスタイプを使用してください。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０２－ＴＲ－□※：先端形状を指定してください。
1：ＡＣプラグ（センターマイナス）
2：差込型ピン端子

-17-

８ 仕様

積

算

入

入
力分
積
積

力

範
解

算
算

誤
方

囲 0～10mV DC/0～±10mV DC
能 0.01mV
差 ±0.2mV式 アナログ連続積算方式※：上記精度は記録計の精度で、センサーと組合わせた総合精度ではありません。

測 定 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ 10、12、15、20、30秒
1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60分
記 録 デ ー タ 記 憶 容 量 97,280個（約675日分/10分間隔）
使 用 メ モ リ 不揮発生メモリ（バッテリバックアップ不要）
記 録 内 容 時刻記録方式
1要素の１ﾃﾞｰﾀごとに日時/入力要素/ﾁｬﾝﾈﾙ番号を同時記録
メ モ 機 能 メモ数 :6個
文字数 :16文字
取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号
記 録 方 式 メモリスクロール方式
カード種別
SD/MMCカード
記憶容量
最大３２Ｇバイトまで対応 ＦＡＴ１６／３２
カ ー ド 機 能
コマンドまたは、スイッチ操作によるデータ転送
回収機能
自動データ転送
カード用電源
カメラ用電池×1個（ＣＲ１２３Ａ）
使用コネクタＵＳＢ ＭＩＮＩ Ｂコネクタ（ドライバは製品に添付または弊社ＨＰよりＤＬ可能）
通信機能
通信ソフト
KADEC21専用通信ソフトを使用（無償配布）※通信ソフトは、当社のホームページから無償でダウンロードできます。
表示
器 表 示 器 種 別 キャラクタLCD表示器
表 示 範 囲 16文字×2行
動 作 範 囲 -20～70℃
操 作 キ ー 設 定 キ ー 押しボタンキー3個（UP/DOWN/ENTER）
測 定 ス イ ッ チ スライドスイッチ1個（[REC]測定開始/[STOP]測定中断）
調 整 ボ リ ウ ム LCD表示器のコントラスト調整
ﾌ ﾟ ﾚ ﾀ ｲ ﾏ ｰ 機 能 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能
設定可能範囲は０～３０秒、１～５９分（初期値はＯＦＦ）
ｱ ﾌ ﾀ ｰ ｽ ﾀ ｰ ﾄ 機 能 指定した月日時分から測定動作が開始します。
標 準 機 能（初期値はＯＦＦ）
RTC 調 整 機 能 タイマー機能の進みおよび遅れの調整を行うことができます。
※タイマー機能は動作電池およびボタン電池でバックアップ
消 費 電 流 測定時動作電流：２１ｍＡ ※センサー電源を含まず。
（ ロ ガ － 部 の み ） スリープ時電流：３００μＡ
通信動作電流 ：３２ｍＡ
電
源 使 用 電 源 リチウム電池パック（NRH-B06-CR2400：ネジ固定方式）
カメラ用電池（ＣＲ１２３Ａ）
専用ＡＣアダプタ（ＤＣ９～１２Ｖ） センターマイナス※カメラ用電池はメーカごとに電池容量が違います。
搭 載 Ｏ Ｓ I-TRON（リアルタイムOS）採用により各機能が独立して動作
動 作 環 境 -25℃～+80℃ ※ただし結露無き事
寸 法 ／ 重 量 175W×125D×75H/800g（突起物含まず）-18-

９ 外形寸法
９－１ ＫＡＤＥＣ２１－ＵＰ－C

75

175

125

-19-