SPETTROFOTOMETROAUTOSCAN
FD-9
I MANUALE DI ISTRUZIONIPrima di utilizzare questo strumento, leggere questo manuale.

Simboli di sicurezza
I seguenti simboli sono utilizzati in questo manuale e su FD-9 per prevenire incidenti che potrebbero verificarsi in conseguenza di unutilizzo errato dello strumento.
Denota un'istruzione relativa a una nota o un'avvertenza di sicurezza. Leggere attentamente l'istruzione per assicurare un utilizzo
sicuro e corretto.
Denota un'istruzione relativa al rischio di scosse elettriche. Leggere attentamente l'istruzione per assicurare un utilizzo sicuro ecorretto.
Denota un'istruzione relativa al rischio di incendio. Leggere attentamente l'istruzione per assicurare un utilizzo sicuro e corretto.
Denota un'azione proibita. Questa azione non deve essere mai eseguita.
Denota un'istruzione. Questa istruzione deve essere strettamente rispettata.
Denota un'azione proibita. Non smontare mai lo strumento.
Denota un'istruzione. Accertarsi di scollegare l'adattatore CA dalla presa CA.
Questo simbolo indica CA.
Questo simbolo indica CC.

Note su questo manuale• La copia o la riproduzione, totale o parziale, del contenuto di questo manuale senza autorizzazione di KONICA MINOLTA èstrettamente proibita.
• Il contenuto di questo manuale è soggetto a cambiamenti senza preavviso.
• È stato fatto ogni sforzo, nella preparazione di questo manuale, per assicurarne l'accuratezza del contenuto. Tuttavia, per qualsiasi
domanda o se si dovessero riscontrare errori, contattare il rivenditore o una struttura di assistenza autorizzata KONICA MINOLTA.
• KONICA MINOLTA non accetterà alcuna responsabilità relativa alle conseguenze derivanti dall'utilizzo dello strumento.

iPrecauzioni di sicurezza
Per assicurare l'utilizzo corretto di questo strumento, leggere attentamente i seguenti punti e rispettarli. Dopo aver letto questo manuale,conservarlo in un luogo sicuro in cui vi si possa fare riferimento ogni volta che si presenti una domanda.

AVVERTENZA Il mancato rispetto dei seguenti punti potrebbe comportare il decesso o gravi lesioni.
Non utilizzare lo strumento in luoghi in cui sonopresenti gas infiammabili o combustibili (benzina ecc.).
Ciò potrebbe causare un incendio.

Non modificare né smontare lo strumento né
l'adattatore CA. Ciò potrebbe causare un incendio o una
scossa elettrica.

Utilizzare sempre l'adattatore CA fornito comeaccessorio standard o l'adattatore CA opzionale ecollegarlo a una presa CA della tensione e dellafrequenza nominali. Se si utilizza un adattatore CA
diverso da quelli specificati da KONICA MINOLTA,
potrebbero derivarne danni all'unità, un incendio o una
scossa elettrica.

Prestare particolare attenzione a non consentire lapenetrazione nello strumento di liquidi o oggetti
metallici. Ciò potrebbe causare un incendio o una
scossa elettrica. Nel caso un liquido o oggetti metallici
dovessero penetrare nello strumento, spegnere
immediatamente l'alimentazione, scollegare la spinadell'adattatore CA dalla presa CA e contattare la più
vicina struttura di assistenza autorizzata da Konica
Minolta.

Se lo strumento non sarà utilizzato per un periodo
prolungato, scollegare la spina dell'adattatore CA dallapresa CA. L'accumulo di sporco o di acqua sui polidella spina dell'adattatore CA potrebbe causare un
incendio e va rimosso.

Lo strumento non va azionato se è danneggiato o sel'adattatore CA è danneggiato, oppure se sono prodotti
fumo o odori insoliti. Ciò potrebbe causare un incendio.
In tali situazioni, spegnere immediatamentel'alimentazione, scollegare la spina dell'adattatore CA
dalla presa CA e contattare la più vicina struttura diassistenza autorizzata da Konica Minolta.

Non piegare, torcere o tirare con forza il cavo dialimentazione dell'adattatore CA. Non graffiare né
alterare il cavo di alimentazione né porvi al di sopra
oggetti pesanti. Ciò potrebbe danneggiare il cavo dialimentazione e causare un incendio o una scossa
elettrica.

Sostenere sempre la spina stessa quando si scollega la
spina dell'adattatore CA dalla presa CA. Tirare il cavodi alimentazione potrebbe danneggiarlo e causare un
incendio o una scossa elettrica.

Inserire la spina di alimentazione in modo completo esaldo. L’inserimento incompleto potrebbe causare un
incendio o una scossa elettrica.

Non inserire né scollegare la spina dell'adattatore CA
da una presa CA con le mani bagnate. Ciò potrebbe
causare una scossa elettrica.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto dei seguenti punti potrebbe comportare lesioni o danni o allo
strumento o ad altre proprietà.

Non collocare lo strumento su una superficie instabile oinclinata. Ciò potrebbe causare la sua caduta o il suo
ribaltamento, causando lesioni. Prestare attenzione a
non lasciare cadere lo strumento quando lo si trasporta.

Accertarsi che la presa CA sia ubicata in prossimitàdello strumento e che la spina dell'adattatore CA può
essere collegata e scollegata facilmente dalla presa CA.

Non aprire il coperchio durante la scansione. Se ilcoperchio è aperto durante la scansione, esiste il rischio
che la mano possa restare impigliata nello strumento,
causando una lesione.

Durante la pulizia, scollegare la spina di alimentazione.
La pulizia con la spina di alimentazione collegata
potrebbe comportare una scossa elettrica.

1

Introduzione
Lo spettrofotometro Autoscan FD-9 è progettato per la scansione automatica rapida di materiali stampati.

Note sull'utilizzo
Prestare attenzione a utilizzare correttamente questo strumento. L'utilizzo di questo strumento in modi diversi da quelli specificati inquesto manuale potrebbe comportare un rischio di lesioni, scosse elettriche, danni allo strumento o altri problemi.

❙❙ Ambiente operativo• Utilizzare l'FD-9 a una temperatura ambiente compresa fra 10°C e 35°C a un'umidità relativa compresa fra 30 e 85% senza condensa.
Non utilizzare lo strumento in aree soggette a rapidi cambiamenti di temperatura.
• Non lasciare l'FD-9 sotto la luce solare diretta o in prossimità di sorgenti di calore, quali fornelli, ecc. In tali casi la temperatura internadello strumento potrebbe divenire molto maggiore della temperatura ambiente.
• Non utilizzare l'FD-9 in aree in cui siano presenti polvere, fumo di sigaretta o gas chimici. Ciò potrebbe causare il deterioramento delle
prestazioni o un'avaria.
• Non utilizzare l'FD-9 in prossimità di apparecchiature che producono un forte campo magnetico (quali ad esempio altoparlanti, ecc.).
• L'FD-9 appartiene a prodotti della categoria di installazione II (apparecchiature che sono alimentate da un adattatore CA collegato ad
alimentazione disponibile in commercio).
• L'FD-9 appartiene ai prodotti con grado di inquinamento 2 (apparecchiature che potrebbero causare rischi elettrici temporanei dovuti
alla contaminazione o alla condensa o prodotti che sono utilizzati in un tale ambiente).
• Non utilizzare l'FD-9 ad altitudini superiori a 2.000 m.
• L'FD-9 e l'adattatore CA fornito come accessorio standard sono stati progettati esclusivamente per l'uso al chiuso. Non vanno maiutilizzati all'aperto, in quanto la pioggia o altri fattori potrebbero danneggiare lo strumento.

❙❙ Misurazione• Accertarsi che i diagrammi del test siano puliti e non polverosi.
• Quando si portare diagrammi di test da un’altra posizione, evitare improvvisi cambiamenti di temperatura e lasciare che i diagrammi ditest a diventare sufficientemente adattati alla temperatura ambiente prima di eseguire misurazioni. Se si verifica condensa sul
diagramma di test, ciò potrebbe causare una scansione lenta o inceppamenti della carta.
• Accertarsi che non vi siano oggetti che blocchino le scanalature di ingresso o uscita della carta dell'FD-9.
• L'FD-9 serve solo per la misurazione dei diagrammi di test della carta o articoli simili. Non può essere utilizzato per la misurazione diun panno stampato o di altri articoli con rigidità insufficiente.

❙❙ Sorgente di alimentazione• Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia impostato su disattivato (“  “) quando l'FD-9 non è utilizzato.
• Utilizzare sempre l'adattatore CA fornito come accessorio standard e collegarlo a una presa CA della tensione e della frequenza
nominali.
• Utilizzare un alimentatore CA della tensione di alimentazione nominale (entro ±10%).

❙❙ Sistema••••

Non sottoporre l'FD-9 a forti impatti o vibrazioni. Ciò potrebbe causare il deterioramento delle prestazioni o un'avaria.
Quando l'FD-9 non è utilizzato, va coperto per prevenire l'ingresso di materiale estraneo.
L'FD-9 potrebbe causare interferenze se utilizzato in prossimità di un televisore, una radio, ecc.
Poiché l'FD-9 utilizza un microcomputer, un rumore magnetico esterno potrebbe causare un malfunzionamento. In questo caso,
disattivare l'alimentazione e attendere 30 minuti, quindi riattivarla.

❙❙ Come ottenere il più recente firmware degli strumenti• È possibile scaricare il più recente firmware FD-9 dal seguente URL:
http://www.konicaminolta.com/instruments/download/software/instrument_firmware/index.html

2Note sull'utilizzo❙❙ Note sulla conservazione• L'FD-9 va conservato a temperature comprese fra 0°C e 40°C, e un'umidità relativa di 80% o meno (35°C) senza formazione dicondensa. Non conservare lo strumento in aree soggette a temperature elevate, umidità elevata, improvvisi cambiamenti ditemperatura, oppure in cui potrebbero verificarsi congelamento o formazione di condensa, in quanto queste circostanze potrebbero
causare un'avaria. Si consiglia di conservare l'FD-9 con un agente essiccante a una temperatura di circa 20°C.
• Non lasciare l'FD-9 all'interno di un'auto, ad esempio nel bagagliaio. Altrimenti, la temperatura e/o l'umidità potrebbero superare
l'intervallo consentito per la conservazione a metà dell'estate o dell'inverno, comportando un'avaria.
• Conservare i materiali di imballaggio utilizzati per la spedizione e utilizzarli per trasportare l'FD-9. Ciò protegge lo strumento da
improvvisi cambiamenti di temperatura, da vibrazioni e da urti.
• Non conservare l'FD-9 in aree in cui siano presenti polvere, fumo di sigaretta o gas chimici. Ciò potrebbe causare il deterioramentodelle prestazioni o un'avaria.
• L'ingresso di polvere nello strumento comprometterebbe l'accuratezza della misurazione. Quando lo strumento non è utilizzato, si
prega di coprire lo strumento con la copertura fornita per la polvere per prevenire l'ingresso della polvere.
• Accertarsi di conservare tutti i materiali di imballaggio (scatola di cartone, materiale di imbottitura, buste di plastica, ecc.). Possono
essere utilizzati per proteggere lo strumento durante la conservazione o durante il trasporto alla struttura di assistenza per lamanutenzione (ricalibrazione, ecc.).

❙❙ Note sulla pulizia• Se l'FD-9 diventa sporco, strofinarlo con un panno morbido, pulito e asciutto. Non utilizzare mai solventi quali ad esempio diluente obenzene.
• Se la piastra di calibrazione del bianco si sporca, può essere pulita in base alla procedura a pag. 35.
• Se l'FD-9 si rompe, non cercare di smontarlo e ripararlo da soli. Contattare una struttura di assistenza autorizzata di KONICAMINOLTA.

❙❙ Metodo di smaltimento• Accertarsi che l'FD-9 e i relativi accessori e materiali di imballaggio siano smaltiti o riciclati correttamente in conformità alle leggi ealle normative locali.

3Sommario
Simboli di sicurezza������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� i
Note su questo manuale������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� i
Precauzioni di sicurezza����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
Introduzione������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Note sull'utilizzo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Ambiente operativo���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Misurazione��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Sorgente di alimentazione������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Sistema����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Come ottenere il più recente firmware degli strumenti���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Note sulla conservazione������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Note sulla pulizia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Metodo di smaltimento���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

Sommario����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Disimballaggio��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Disimballaggio del FD-9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Materiali di imballaggio������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Rimozione dei nastri������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Disimballaggio dell’alimentatore fogli automatico FD-A09������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Materiali di imballaggio������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Togliere FD-A09 dalla scatola���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Rimozione dei nastri������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7

Accessori standard�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Accessori opzionali������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10
Diagramma del sistema���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Nomi e funzioni delle parti����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Preparazioni���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Impostazione dell'FD-9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Spazio necessario per FD-9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14
Fissaggio/rimozione della guida per la carta����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Fissaggio����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Rimozione��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Impostazione dell’alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale)������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Spazio necessario per l’alimentatore fogli automatico FD-A09����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Fissaggio del vassoio di uscita in l’alimentatore fogli automatico FD-A09��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Fissaggio l’FD-9 su l’alimentatore fogli automatico FD-A09������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Rimozione l’FD-9 dall’alimentatore fogli automatico FD-A09����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Collegamento dell'adattatore CA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

Attivazione/Disattivazione dell'alimentazione���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Attivazione dell'alimentazione��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Disattivazione dell'alimentazione���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

4

Connessione dell'FD-9 al computer��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Connessione dell'FD-9 al computer utilizzando un cavo USB�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Determinazione del numero di porta USB connessa���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Come stabilire le impostazioni di rete per la connessione dell'FD-9 a un computer tramite una LAN������������������������������������������������������������������������������ 24
Come stabilire direttamente le impostazioni di rete����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Come stabilire le impostazioni di rete tramite DHCP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Eseguire misurazioni�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Inserimento di diagrammi di test nell'FD-9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Alimentazione diagrammi di test quando si utilizza il FD-9 da solo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Inserimento di diagrammi di test quando si utilizza l'alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale)������������������������������������������������ 28

Schermata delle impostazioni������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
Apertura/chiusura della schermata delle impostazioni�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Layout della schermata delle impostazioni�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Voci di impostazione������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
Selezione e modifica delle impostazioni������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30

Impostazione della lingua del display����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Risoluzione dei problemi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Messaggi di errore��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Rimozione degli inceppamenti della carta��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Quando si utilizza l'FD-9 senza l'alimentatore fogli automatico���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Quando si utilizza l'FD-9 con l'alimentatore fogli automatico������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

Pulizia��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Pulizia della piastra di calibrazione del bianco�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Pulizia all'interno dell'FD-9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

Condizioni del diagramma di misurazione della scansione������������������������������������������������������������������������������������������������ 37
Dimensioni������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
Specifiche��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39

5

Disimballaggio❙❙ Disimballaggio del FD-9
Materiali di imballaggio
Conservare tutti i materiali di imballaggio (scatola di cartone, materiali di imbottitura, buste di plastica, ecc.) in un luogo sicuro. L'FD-9 è
uno strumento di misurazione di precisione. Nel caso lo strumento debba essere spedito a una struttura di assistenza autorizzata di Konica
Minolta, i materiali di imballaggio possono essere utilizzati per proteggere lo strumento dagli impatti e dalle vibrazioni durante laspedizione. Se i materiali di imballaggio originali sono persi o danneggiati, contattare la struttura di assistenza autorizzata di Konica
Minolta.

Rimozione dei nastri
Il coperchio, l'unità sensore di misurazione del colore e i cuscinetti conduttivi dell'FD-9 sono stati fissati in posizione con nastro perevitare movimenti durante la spedizione. I nastri devono essere rimossi prima dell'uso.
Dopo aver disimballato l'FD-9 e averlo posizionati nella sua posizione finale, rimuovere le strisce di nastro ① e ② come indicato nelle
illustrazioni seguenti.

Aprire il coperchio e rimuovere il nastro ③ come mostrato sulla destra. Se l'alimentazione
è attivata prima della rimozione del nastro ③, l'FD-9 potrebbe non funzionare
correttamente. Dopo aver rimosso il nastro ③, fare scivolare leggermente a mano l'unità
sensore di misurazione del colore per controllare che si muova in maniera uniforme. Se
non si muove in maniera uniforme o se vi è un rumore eccessivo, contattare il rivenditore
locale Konica Minolta.

Rimuovere attentamente i nastri ④ come mostrato nella figura seguente. Prestare attenzione a non rimuovere i cuscinetti conduttivi sotto inastri. Se i nastri ④ non sono rimossi, la riproducibilità potrebbe soffrirne.

6Disimballaggio❙❙ Disimballaggio dell’alimentatore fogli automatico FD-A09
Materiali di imballaggio
Conservare tutti i materiali di imballaggio (scatola di cartone, materiali di imbottitura, buste di plastica, ecc.) in un luogo sicuro. Nel casol’FD-A09 debba essere spedito a una struttura di assistenza autorizzata di Konica Minolta, i materiali di imballaggio possono essere
utilizzati per proteggere lo strumento dagli impatti e dalle vibrazioni durante la spedizione. Se i materiali di imballaggio originali sono
persi o danneggiati, contattare la struttura di assistenza autorizzata di Konica Minolta.

Togliere FD-A09 dalla scatola
Dopo aver aperto la scatola della FD-A09, togliere il vassoio di uscita come indicato da① a destra prima di togliere qualsiasi degli altri materiali.

Togliere gli inserti di cartone e materiali di imbottitura, e quindi sollevare con attenzione il FD-A09 fuori dalla scatola e posizionarlo doveverrà utilizzato.

Rimozione dei nastri
Per proteggere alcune parti della FD-A09 e prevenire il loro movimento durante la spedizione, distanziali sono stati nastrate al FD-A09 oparti sono stati fissati in posizione con nastro. I nastri e distanziatori devono essere rimossi prima dell’uso. Dopo aver posizionato il
FD-A09 dove sarà utilizzato, rimozione i nastri e distanziali nell’ordine specificato di seguito.
Rimozione i due distanziali sotto il vassoio di alimentazione e dei nastri il loro mantenimento in posizione (② sotto) e quindi rimozione il
nastro ③ dal vassoio di alimentazione.

7

Disimballaggio

Rimozione i due nastri ④ mantenere il vassoio di alimentazione chiuso contro il FD-A09, rimozione il nastro ⑤ mantenere il vassoio diestensione chiuso, e quindi rimozione i due nastri ⑥ mantenere il coperchio chiuso.

Inclinare verso il basso il vassoio di alimentazione per aprirlo e rimozione il nastro e cuscino indicato da ⑦ di seguito.

8

Accessori standard
Adattatore CA AC-A324F
Utilizzato per fornire alimentazione da una presa CA allo strumento.
Ingresso: da 100 a 240 V
50/60 Hz
Uscita (tipica): 24 V
6,25 A(STD-24050)

Cavo USB (3 m) IF-A18
Utilizzato per collegare lo strumento a un computer.

Guida alla carta
Utilizzata per guidare il grafico del test nello strumento quando sialimentano manualmente i diagrammi del test.

Software dell'utilità di misurazione FD-S2w
Utilizzato per controllare lo strumento da un computer.

9

Accessori opzionali
Alimentatore fogli automatico FD-A09
Utilizzato per inserire automaticamente i diagrammi di test nello
strumento.
Numero massimo consigliato di fogli caricati:
Carta normale (80 g/m2): 100 fogli
Carta pesante (130 g/m2): 70 fogli
Dimensione della carta:
Larghezza della carta:
Lunghezza della carta:
Spessore della carta:

10da 90 a 320 mm
da 170 a 450 mm
da 0,08 a 0,25 mm

Diagramma del sistema
Spettrofotometro Autoscan
FD-9

Adattatore CA

Software dell'utilitàdi misurazione
FD-S2w

Cavo USB (3 m)
IF-A18Alimentatore fogli
automatico FD-A09

Computer(disponibile in commercio)

Accessori standard
Accessori opzionali

11Nomi e funzioni delle parti

Vista anteriore

Vista inferiore

12Vista posteriore

Vista interna

1

Coperchio2

Scanalature di montaggio della guida per la Per il fissaggio della guida per la carta.
carta

3

Pannello di visualizzazione

Mostra le impostazioni dello strumento, lo stato, i messaggi di errore, ecc.

4

Pulsanti In alto / In basso

Per la selezione di voci dalla schermata di impostazione o per eseguire impostazioni
numeriche.

5

Pulsante

Per confermare la selezione o le impostazioni.

6

Pulsante

7

Pulsante di alimentazione

Per attivare e disattivare l'alimentazione.

8

Presa di ingresso dell'adattatore CA

Per il collegamento all'adattatore CA

9

Terminale di connessione LAN

Per la connessione dello strumento a una rete cablata.

10

Terminale di connessione USB

Per la connessione dello strumento a un computer tramite USB.

11

Fori di allineamento dell'alimentatore fogli
automatico

12

Coperchio del connettore dell'alimentatore
fogli automatico

13

Unità sensore di misurazione del colore

Si sposta avanti e indietro durante il funzionamento per scansionare il diagramma di
test.

14

Viti di montaggio della base

Queste viti fissano lo strumento alla relativa base. Possono essere allentate, senecessario, per rimuovere la carta inceppata (vedere a pag. 32) o per la pulizia(vedere a pag. 35).
• Accertarsi che tali viti siano saldamente serrate. Se sono allentate quando lemisurazioni sono rilevate, l'accuratezza della misurazione potrebbe soffrirne.

15

Piastra di calibrazione bianca

Utilizzata per l'esecuzione della calibrazione del bianco.

(Ritorno)

Per accedere alla schermata delle impostazioni o per ritornare dalla schermata di
impostazione.

Preparazioni

13

Preparazioni❙❙ Impostazione dell'FD-9
L'FD-9 va impostato su una superficie piana e livellata con spazio sufficiente per il diagramma dei colori davanti e dietro l'FD-9.
Dovrebbe esistere spazio sufficiente davanti all'FD-9 per un diagramma di colori da misurare per essere inserito nell'FD-9 ed estratto daquesto senza alcun ostacolo e spazio sufficiente dietro l'FD-9 per un diagramma di colori per estenderlo completamente dall'FD-9 senza
ostacoli (vedere nel seguito).
• Se l'FD-9 è impostato su una superficie ruvida o su una superficie non livellata, l'accuratezza della misurazione potrebbe soffrirne.
• Gli ostacoli potrebbero causare la piegatura o lo spostamento del diagramma dei colori verso uno dei lati, con conseguenti danni al
diagramma dei colori o disallineamento durante la scansione.
• Dopo la scansione, il diagramma dei colori scansionato sarà espulso dalla parte anteriore dell'FD-9. Se l'FD-9 è posizionato sul bordo
di un tavolo, il diagramma dei colori espulso potrebbe cadere sul pavimento e subire danni.

Spazio necessario per FD-9

Lunghezzamassima dellacarta deldiagramma

Lunghezzamassima dellacarta deldiagramma

14

Preparazioni❙❙ Fissaggio/rimozione della guida per la carta
La guida per la carta è utilizzata quando i diagrammi di test sono inseriti manualmente nell'FD-9.
• Se l'alimentatore fogli automatico FD-A09 è utilizzato, la guida per la carta va rimossa.
• Quando la guida per la carta non è fissata all'FD-9, va conservata accuratamente in un luogo in cui non sarà persa o rotta.

Fissaggio

1

Mentre si afferrano le estremità della guida per la carta,
allineare i ganci della guida per la carta con le scanalature
di montaggio della guida per la carta dell'FD-9, e inserirecompletamente i ganci.

2

Fare scivolare la guida per la carta diritta verso il bassofino a quando la guida per la carta scatta in posizione.
• Prestare attenzione a fare scivolare la guida per la carta diritta verso ilbasso. Attorcigliare la guida per la carta o inclinarla lontano dall'FD-9
potrebbe causare la rottura dei ganci.

Rimozione

1

Mentre si afferrano le estremità della guida per la carta,
fare scivolare la guida per la carta diritta verso l'alto.
• Prestare attenzione a fare scivolare la guida per la carta diritta verso l'alto.
Attorcigliare la guida per la carta o inclinarla lontano dall'FD-9 potrebbe
causare la rottura dei ganci.

2

Rimuovere i ganci dalle scanalature di montaggio dellaguida per la carta.

15

Preparazioni❙❙ Impostazione dell’alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale)
L’alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale) può alimentare automaticamente una pila di diagrammi di test nell’FD-9.
È possibile posizionare fino a 100 diagrammi di test nell’alimentatore fogli automatico, e questi saranno automaticamente inseriti
nell’FD-9 uno a uno per essere scansionati.
L’FD-A09 va impostato su una superficie piana e livellata con spazio sufficiente per il vassoio di alimentazione e il vassoio di uscita diessere completamente aperto. Dovrebbe esistere spazio sufficiente per il diagrammi di test da collocare nel vassoio di alimentazione
davanti alla FD-A09 prima della misurazione e per il diagrammi per essere espulsi dal FD-9 e laici nel vassoio di uscita dopo lamisurazione. (Vedere nel seguito.)

Spazio necessario per l’alimentatore fogli automatico FD-A09

Circa 400mm

Vassoio di alimentazione

Vassoio di uscita

Circa 400mm

16Preparazioni

Fissaggio del vassoio di uscita in l’alimentatore fogli automatico FD-A09
Per fissare il vassoio di uscita della FD-A09, tenere il vassoio inclinato verso l’alto, e inserire le due linguette alla base del vassoio nelle
apposite fessure sul la parte posteriore del FD-A09 come mostrato di seguito.

17

Preparazioni

Fissaggio l’FD-9 su l’alimentatore fogli automatico FD-A09• Se la guida per la carta è collegata all'FD-9, rimuoverla prima di procedere. Vedere a pag. 15.

1
2

Scollegare tutti i cavi e i fili (cavo di alimentazione CA, cavo USB, cavo LAN) dall'FD-9.

3

Premere sulla linguetta del coperchio del connettoredell'alimentatore fogli automatico, tirare il coperchio fino
ad aprirlo e rimuoverlo.

Tenendo chiuso il coperchio dell'FD-9, inclinare l'FD-9
all'indietro in modo che sia appoggiato sul suo lato
posteriore.

• Conservare il coperchio con cura, in modo che non sia perso o rotto.

18

4
5

Riportare l'FD-9 al normale orientamento verticale.

6

Sollevare l'FD-9, allineare i fori di allineamentodell'alimentatore fogli automatico sul fondo dell'FD-9 con
i perni di allineamento sull'alimentatore fogli automatico,quindi abbassare lentamente l'FD-9 tenendolo diritto
sull'alimentatore fogli automatico fino a quando scatta inposizione.

Collocare l'alimentatore fogli automatico FD-A09 su una
superficie piana.

Preparazioni

Rimozione l’FD-9 dall’alimentatore fogli automatico FD-A09

1

Spegnere l'alimentazione dell'FD-9.

2

Scollegare tutti i cavi e i fili (cavo di alimentazione CA,
cavo USB, cavo LAN) dall'FD-9.

3

Sollevare l'FD-9 in verticale, estraendolo dall'alimentatore
fogli automatico.

4

Riposizionare il coperchio del connettoredell'alimentatore fogli automatico sull'FD-9.

19

Preparazioni❙❙ Collegamento dell'adattatore CA
Avvertenza• Utilizzare sempre l'adattatore CA fornito come accessorio standard o un adattatore CA specificato di ricambio, e utilizzare l'adattatore
CA solo con una presa CA della tensione e della frequenza nominali. Il mancato rispetto di questa avvertenza potrebbe danneggiare
l'FD-9 o l'adattatore CA, oppure potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.
• Se l'FD-9 non sarà utilizzato per un periodo prolungato, scollegare l'adattatore CA dalla presa CA.
• Quando si scollega l'adattatore CA a una presa CA, accertarsi che i poli della spina siano puliti e asciutti. L'accumulo di sporco o diumidità sui poli della spina della spina potrebbe causare un incendio e va rimosso.
• Quando si collega o si scollega un cavo, accertarsi di tenere la spina, non il cavo. Non tirare il cavo né piegarlo con forza. Ciò potrebbe
comportare la rottura dei fili.
• Non collegare né scollegare l'adattatore CA con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare una scossa elettrica.
• Accertarsi di inserire le spine in modo completo e saldo. L’inserimento incompleto potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
• Non smontare né modificare i cavi né l'adattatore CA. Ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.
• Non collegare né scollegare l'adattatore CA all'alimentazione con l'alimentazione dello strumento impostata a “ATTIVATO” ( | ). Ciò
potrebbe causare un malfunzionamento.
Procedura

1

Accertarsi che l'interruttore di alimentazione dell'FD-9 sia
impostato su disattivato ().

2

Inserire la spina di uscita del cavo di alimentazionedell'adattatore CA nell'ingresso del cavo di alimentazione
CA come mostrato.

3

Inserire la spina di uscita dell'adattatore CA nell'ingressodell'adattatore CA dell'FD-9 come mostrato. Accertarsi
che la spina sia orientata correttamente.

4

Inserire la spina di ingresso del cavo di alimentazionedell'adattatore CA in una presa a parete CA.
• Quando si scollega l'adattatore CA, accertarsi che l'interruttore dialimentazione sia impostato su disattivato ().

20

Attivazione/Disattivazione dell'alimentazione❙❙ Attivazione dell'alimentazione
1

Premere il lato attivato ( | ) dell’interruttore dialimentazione. L'FD-9 si avvia.

Il logo Konica Minolta è visualizzato per pochi secondi, seguito dal display di inizializzazione. Quando l'inizializzazione è stata
completata (dopo circa 25 secondi), è visualizzato il display “Connettere”.

❙❙ Disattivazione dell'alimentazione
1

Premere il lato disattivato () dell’interruttore dialimentazione.

21

Connessione dell'FD-9 al computer
L'FD-9 può essere connesso al computer direttamente utilizzando un cavo USB o tramite una LAN.
Quando si esegue la connessione tramite una LAN, è possibile utilizzare DHCP o un indirizzo IP fisso.

❙❙ Connessione dell'FD-9 al computer utilizzando un cavo USB• Utilizzare il cavo USB incluso IF-A18 (3 m) per connettere l'FD-9 e il computer.
• Si consiglia che il software per la connessione allo strumento e il suo controllo (ad es. tramite il software dell'utilità di misurazione
FD-S2w incluso) sia installato prima della connessione dell'FD-9.
• La porta di comunicazione USB dello strumento è conforme a USB 2.0.
• Quando si collegano lo strumento e il computer, è anche necessario installare il driver USB per lo strumento. Se non è installato colsoftware, è richiesto di installare il driver quando lo strumento è connesso per la prima volta al computer e acceso.
• Lo strumento non è progettato per essere alimentato attraverso il cavo USB. È necessario utilizzare l'adattatore CA.
• Accertarsi che le spine del connettore USB siano correttamente orientate e connesse in maniera sicura. Controllare le forme della presae della spina e inserire la spina completamente nella presa.
• Quando si connette/disconnette il cavo USB, sostenere sempre la spina del connettore. Non tirare né piegare con forza il cavo. Ciò
potrebbe comportare la rottura del filo.
• Accertarsi che il cavo abbia una lunghezza sufficiente. Applicare tensione sul cavo potrebbe causare il cedimento della connessione ola rottura del filo.
In generale, è possibile connettere/disconnettere un cavo USB mentre lo strumento e il computer sono accesi, ma nella procedura seguentel'FD-9 e il computer sono spenti.

221

Inserire nell'alimentazione la spina USB di tipo B del cavo
USB nel terminale di connessione USB sul retro dell'FD-9.

2

Inserire la spina USB di tipo A del cavo USB nella porta
USB del computer.

3

Collegare l'adattatore CA e accendere l'FD-9 e il computer.
• Quando è richiesto di installare il driver USB, specificare il driver USB
incluso col software o sul disco del software dell'utilità di misurazione
FD-S2w.
• Quando si utilizza il software incluso dell'utilità di misurazione FD-S2w,
fare riferimento alla Guida all'installazione di FD-S2w.

Connessione dell'FD-9 al computer

Determinazione del numero di porta USB connessa
Il numero della porta USB assegnata all'FD-9 è richiesto quando si esegue il collegamento all'FD-9 tramite USB.
Per vedere la porta che è stata assegnata, seguire questa procedura.
In Windows 7:

1

Aprire il Pannello di controllo.

2

Selezionare Sistema e sicurezza.

3

In Sistema, fare clic su Gestione dispositivi.

4

Fare clic su  accanto a Porte (COM e LPT). È visualizzato l'elenco dei dispositivi connessi.

5

Nell'elenco è visualizzato “Strumenti di misura”, seguito dalla porta COM assegnata fra parentesi.

In Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10:

1

Puntare all'angolo inferiore sinistro della schermata e quindi fare clic col pulsante destro del mouse nellafinestra che è visualizzata.

2

Nel menu che è visualizzato, fare clic su “Gestione dispositivi” per aprire Gestione dispositivi.

3

Fare clic su “Porte (COM e LPT)” per espanderlo, quindi selezionare la porta COM assegnata a “Strumenti dimisura”.

In Mac OS X:

1Premere e tenere premuto il tasto Option sulla tastiera, quindi fare clic nel menu Apple.

2

Scegliere “System Information” (Informazioni di sistema) o “System Profiler” (Profiler di sistema).

3

Nella finestra che è visualizzata, selezionare “USB” dalla colonna di sinistra e selezionare la porta COM
assegnata a “Strumenti di misura”.

23

Connessione dell'FD-9 al computer❙❙ Come stabilire le impostazioni di rete per la connessione dell'FD-9 a un computer tramite una LANÈ possibile collegare l'FD-9 a una LAN e condividerlo fra più computer. Quando si collega l'FD-9 a una LAN, è possibile eseguire direttamente
le impostazioni di rete o è possibile utilizzare DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocollo di configurazione host dinamico).
• È anche possibile eseguire le impostazioni di rete dal software dell'utilità di misurazione FD-S2w quando l'FD-9 è connesso tramite USB.

Come stabilire direttamente le impostazioni di reteÈ possibile impostare direttamente, nella schermata delle impostazioni, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito.
• Non è impossibile impostare il nome della rete direttamente utilizzando i pulsanti FD-9.

1

Premere2

Premere ripetutamenteoper selezionare “Indirizzo IP” epremere.
Il primo numero dell'indirizzo IP è evidenziato.

per aprire la schermata delle impostazioni.

• “Indirizzo IP” è disabilitato se “DHCP” è impostato a “ON”. Per modificare l'impostazione a“OFF”, vedere a pag. 26.

3

Premere ripetutamente
per il primo numero.

oper impostare il valore desiderato• Tenendo premutoosi causa la modifica continua del valore.
• È possibile impostare valori compresi fra 0 e 255. Se si preme nuovamenteoquando è raggiunto il valore massimo o minimo, il numero è modificato nel valore massimo
o minimo.

4

Premere5

Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando tutti i numeri siano stati
impostati per l'indirizzo IP.

6Premereper selezionare “Subnet mask” e premere
evidenziato il primo numero della subnet mask.

7

Premere ripetutamente
per il primo numero.

per passare al numero successivo.

o.È

per impostare il valore desiderato• Tenendo premutoosi causa la modifica continua del valore.
• È possibile impostare valori compresi fra 0 e 255. Se si preme nuovamenteoquando è raggiunto il valore massimo o minimo, il numero è modificato nel valore massimo
o minimo.

24

8

Premere9

Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando tutti i numeri siano stati
impostati per la subnet mask.

per passare al numero successivo.

Connessione dell'FD-9 al computer

10 Premere

predefinito.

per selezionare “Gateway predefinito” e premere

11 Premere ripetutamenteoper impostare il valore desiderato per il primo numero.

• Tenendo premutoosi causa la modifica continua del valore.
• È possibile impostare valori compresi fra 0 e 255. Se si preme nuovamenteè modificato nel valore massimo o minimo.

12 Premere. È evidenziato il primo numero del gatewayoquando è raggiunto il valore massimo o minimo, il numero

per passare al numero successivo.

13 Ripetere i passaggi 3 e 4 fino a quando tutti i numeri siano stati
impostati per il gateway predefinito.

14 Premere

per selezionare “SALVA DATI” e premere.Èvisualizzato il messaggio “Attenzione: si riavvia dopo il salvataggio die
dati di impostazione”.

15 Premere

per salvare le impostazioni e riavviare l'FD-9.

Una volta impostati questi valori, è possibile eseguire la connessione all'FD-9 dalla stessasottorete specificando l'indirizzo IP durante la connessione.

25

Connessione dell'FD-9 al computer

Come stabilire le impostazioni di rete tramite DHCP
Se la rete ha DHCP abilitato, è possibile impostare DHCP sull'FD-9 a “ON” e lasciare che il sistema assegni automaticamente l'indirizzo
IP, la subnet mask e il gateway predefinito.
Modifica dell'impostazione DHCP

26

1

Premere2

Premere ripetutamente.

3

Premere4

Premereper selezionare “SALVA DATI” e premere.Èvisualizzato il messaggio “Attenzione: si riavvia dopo il salvataggio die
dati di impostazione”.

5

Premereper aprire la schermata delle impostazioni.

ooper selezionare “DHCP” e premere

per modificare l'impostazione in quella desiderata.

ON: Le impostazioni di rete sono eseguite automaticamente tramite DHCP.
OFF: Le impostazioni di rete non sono eseguite automaticamente.

per salvare le impostazioni e riavviare l'FD-9.

Eseguire misurazioni
Le misurazioni con l'FD-9 sono controllate da software, ad esempio l'incluso software dell'utilità di misurazione FD-S2w. Per dettagli su
come eseguire misurazioni, fare riferimento al manuale delle istruzioni per il software che si sta utilizzando.

❙❙ Inserimento di diagrammi di test nell'FD-9• Se le viti di montaggio nella base all'interno del coperchio sono allentate quando le misurazioni sono rilevate, l'accuratezza dellamisurazione potrebbe soffrirne. Accertarsi che le viti siano saldamente serrate.
• Quando si portare diagrammi di test da un’altra posizione, evitare improvvisi cambiamenti di temperatura e lasciare che i diagrammi ditest a diventare sufficientemente adattati alla temperatura ambiente prima di eseguire misurazioni. Se si verifica condensa sul
diagramma di test, ciò potrebbe causare una scansione lenta o inceppamenti della carta.
• I seguenti diagrammi di test non dovrebbero essere inseriti nel FD-9 o collocare nel opzionale alimentatore fogli automatico FD-A09.
Ciò potrebbe causare inceppamenti o potrebbe danneggiare l’FD-9 e / o la FD-A09.
• Diagrammi stropicciati, piegati o strappati• Diagrammi con punti metallici o graffette• Diagrammi legati insieme in forma di opuscolo• Diagrammi che sono incollati insieme• Diagrammi con ritagli rimossi o che sono ritagli• Diagrammi che sono etichette adesive• Valore ammissibile di arricciamento:
Arricciamento verso il basso
Arricciamento verso l'alto

Arricciamento indirezione dellascansione

R

Arricciamento indirezione dialimentazione

e di
zion
Dire ntazione
e
alim

e di
zion
Dire ntazioneealimSollevamento ≤
5mm

≥ R70

e di
zion
Dire ntazione
e
alim
≥ R60

Raggio diarricciamento
quando la carta èin verticale sul
bordo

e di
zion
Dire ntazioneealimSollevamento
Sollevamento
quando la carta èdisposta piatta sul
tavolo.

Sollevamento ≤1mm• Quando si utilizza diagrammi di test che sono facilmente graffiato, come ad esempio diagrammi di test su carta lucida, si raccomanda
che siano inseriti nel FD-9 a mano invece di usare il opzionale alimentatore fogli automatico FD-A09. Se viene utilizzato il FD-A09, il
grafico può diventare graffiato.

27

Eseguire misurazioni

Alimentazione diagrammi di test quando si utilizza il FD-9 da solo
• Per informazioni su come inserire diagrammi di test quando si utilizza l'alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale),vedere nel seguito.

1

Collocare l'estremità del diagramma di test sulla guida perla carta con la superficie stampata rivolta verso l’alto, efare scivolare le guide per la carta in modo che siano
posizionate toccando i lati del diagramma di test comemostrato.
• Per i dettagli sulle condizioni di diagrammi, vedi pag. 37.

2

Fare scivolare il diagramma di test delicatamente fra leguide e nell'FD-9. Quando il diagramma di test penetra
nell'FD-9 fino a un determinato punto, è automaticamente
tirato nell'FD-9 per le misurazioni. Quando l'FD-9 inizia atirare il diagramma di test verso l'interno, lasciare andare
il diagramma di test.
• Accertarsi di fare scivolare il diagramma di test verso l'interno tenendolo
diritto. Se le posizioni della guida per la carta sono troppo strette o se il
diagramma di test penetra formando un angolo, il diagramma di test
potrebbe salire sulle guide per la carta, il che potrebbe causare problemi
all'accuratezza della misurazione.

Inserimento di diagrammi di test quando si utilizza l'alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio
opzionale)
Quando si utilizza l'alimentatore fogli automatico,collocare i diagrammi di test nel vassoio di alimentazione
con la superficie stampata rivolta verso l’alto e farescivolare le guide per la carta in modo che siano
posizionate toccando i lati dei diagrammi di test comemostrato.
Numero massimo consigliato di fogli caricati:
Carta normale (80 g/m2): 100 fogli
Carta pesante (130 g/m2): 70 fogli
Dimensione della carta:
Larghezza della carta:
Lunghezza della carta:
Spessore della carta:

da 90 a 320 mm
da 170 a 450 mm
da 0,08 a 0,25 mm• Per i dettagli sulle condizioni di diagrammi, vedi pag. 37.

L'inserimento di diagrammi di test dal vassoio di alimentazione nell'FD-9 è controllato dal software. Per dettagli, fare riferimento al
manuale delle istruzioni del software.

28

Schermata delle impostazioni
La schermata delle impostazioni mostra informazioni sullo strumento, messaggi di errore ecc. e consente di impostare alcune impostazionidello strumento.

❙❙ Apertura/chiusura della schermata delle impostazioni
Se la schermata delle impostazioni non è mostrata, premere
Quando è mostrata la schermata delle impostazioni, premere
impostazioni incomplete.

per aprire la schermata delle impostazioni.
per chiudere la schermata delle impostazioni e annullare le eventuali❙❙ Layout della schermata delle impostazioni
La schermata delle impostazioni è divisa in 4 parti principali.
Area di selezione per la selezione della voce da visualizzare o impostare.
Area dei valori/di impostazione per visualizzare il valore e modificare l'impostazione della voce
selezionata.
Area dei messaggi per mostrare messaggi relativi al funzionamento del pannello del display.
Area di descrizione delle funzioni dei tasti che descrive le funzioni dei tasti nell'operazione attuale.

29

Schermata delle impostazioni❙❙ Voci di impostazione
Num. di serie

Il numero di serie dello strumento. Non modificabile.

VersioneLa versione del firmware dell'FD-9. Non modificabile.

Indirizzo MAC

L'indirizzo MAC della scheda di interfaccia di rete dell'FD-9. Non modificabile.

Nome di rete

Il nome di rete assegnato all'FD-9. È possibile impostarlo o modificarlo dall'interno del software. Per dettagli,fare riferimento al manuale delle istruzioni del software.

Lingua di visualizzazione(vedere a pag. 31).

English:Inglese日本語:
Giapponese
中文:
CineseDeutsch: Tedesco
Français: Francese
Español:
Spagnolo
Italiano:
Italianopolski:
PolaccoРусский: Russo
Português: Portoghese• La modifica è applicata immediatamente dopo la pressione di

DHCP(vedere a pag. 26).

ON: Le impostazioni di rete sono automaticamente assegnate utilizzando DHCP
OFF: L'utilizzo di DHCP è disabilitato

Indirizzo IP(vedere a pag. 24).

Indirizzo IP (xxx.xxx.xxx.xxx) impostato sull'FD-9. È possibile impostarlo utilizzando i pulsanti,o dal software quando l'FD-9 è connesso.
• Disabilitato se DHCP è impostato a “ON”.
• Le modifiche eseguite utilizzando i pulsanti non sono applicate fino all'esecuzione di SALVA DATI.

eSubnet mask(vedere a pag. 24).

Subnet mask (xxx.xxx.xxx.xxx) impostata su FD-9. È possibile impostarla utilizzando i pulsanti,o dal software quando l'FD-9 è connesso.
• Disabilitato se DHCP è impostato a “ON”.
• Le modifiche eseguite utilizzando i pulsanti non sono applicate fino all'esecuzione di SALVA DATI.

e

Gateway predefinito(vedere a pag. 24).

Gateway predefinito (xxx.xxx.xxx.xxx) impostato su FD-9. È possibile impostarlo utilizzando i pulsantieo dal software quando l'FD-9 è connesso.
• Disabilitato se DHCP è impostato a “ON”.
• Le modifiche eseguite utilizzando i pulsanti non sono applicate fino all'esecuzione di SALVA DATI.

,SALVA DATISalva le modifiche alle impostazioni di rete (DHCP, indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito) e riavvia
l'FD-9 per applicare le nuove impostazioni.

.

❙❙ Selezione e modifica delle impostazioni
Premereo
per spostare il cursore alla voce desiderata. Il valore o l'impostazione attuale della voce selezionata è visualizzato
nell'area dei valori/di impostazione.
Per modificare la voce selezionata, fare riferimento alla pagina specificata per tale voce nella tabella precedente.
• Non è possibile modificare le voci di impostazione mostrate in grigio nella schermata delle impostazioni.

30

Impostazione della lingua del display
È possibile selezionare la lingua mostrata sul pannello del display in base alla seguente procedura.

1

Premere2

Premere ripetutamenteoper selezionare “Lingua divisualizzazione” e premere. È visualizzato un elenco delle selezioni
di lingua, con l'impostazione attuale evidenziata.

3

Premere ripetutamente

4

Premereper confermare la selezione. La schermata del display è
modificata immediatamente nella lingua selezionata.

per aprire la schermata delle impostazioni.

oper selezionare la lingua desiderata.

31

Risoluzione dei problemi❙❙ Messaggi di errore
I messaggi seguenti potrebbero essere visualizzati quando si utilizza lo strumento. Quando è visualizzato uno di questi messaggi, eseguirel'azione indicata nel seguito. Se il messaggio continua a essere visualizzato anche dopo aver eseguito l'azione consigliata, contattare la
struttura di assistenza autorizzata più vicina di KONICA MINOLTA.
Messaggio di errore

Possibile causa/problema

AzioneCarta inceppata

La carta si è inceppata nell'FD-9.

Seguire questa procedura per rimuovere l'inceppamento dellacarta.

La carta si è inceppata nell'alimentatore fogli
automatico.

Seguire la procedura a pag. 32 per rimuovere l'inceppamentodella carta.

Coperchio aperto

Il coperchio dell'FD-9 è aperto.

Chiudere il coperchio e attendere fino al completamentodell'inizializzazione dell'FD-9.

Errore fatale
Codice di errore: ********
Codice di avviso: ********

Si è verificato un errore fatale.

Spegnere l'FD-9, attendere 30 secondi, quindi riaccenderlo. Se
l'errore continua a verificarsi, annotare il codice di errore e ilcodice di avviso e contattare la struttura di assistenza più vicina
autorizzata di KONICA MINOLTA❙❙ Rimozione degli inceppamenti della carta
Se la carta si inceppa durante la misurazione, seguire queste procedure per rimuovere la carta inceppata.

Quando si utilizza l'FD-9 senza l'alimentatore fogli automatico
Quando si utilizza l'FD-9 senza l'alimentatore fogli automatico, la posizione degli inceppamenti della carta è di solito dove la carta èinserita fra la base e il meccanismo di scansione.

32

1

Premereper espellere la carta. Se la carta non può
essere espulsa dall'FD-9, continuare con i passaggi
seguenti per rimuovere manualmente l'inceppamentodella carta.

2

Spegnere l'FD-9.

3

Scollegare tutti i cavi (cavo USB, cavo LAN, cavo
adattatore CA).

4

Aprire il coperchio.

5

Allentare completamente le due viti come mostrato inmodo che siano libere dalla base.

6

Chiudere il coperchio.

7

Afferrare le estremità dell'FD-9 e inclinare il corpo
dell'FD-9 all'indietro come mostrato. La base dovrebbe
restare piatta.

8

Rimuovere la carta inceppata.

Risoluzione dei problemi

9Afferrare le estremità dell'FD-9 e inclinare nuovamente il
corpo dell'FD-9 sulla base.

10 Aprire il coperchio
11 Serrare le due viti come mostrato fino a quando siano ben
strette.

• Se le viti sono allentate quando le misurazioni sono rilevate, l'accuratezzadella misurazione potrebbe soffrirne.
• Non serrare eccessivamente.

12 Chiudere il coperchio.
13 Ricollegare i cavi e accendere nuovamente l'FD-9.
Quando si utilizza l'FD-9 con l'alimentatore fogli automatico
Quando si utilizza l'FD-9 con l'alimentatore fogli automatico, la posizione degli inceppamenti della carta è di solito una delle seguenti:
Laddove la carta è inserita dal vassoio di alimentazione nell'alimentatore fogli automatico e quindi nell'FD-9, all'interno dell'FD-9 oladdove la carta è inserita dall'FD-9 attraverso l'alimentatore fogli automatico nel vassoio di uscita. Per rimuovere gli inceppamenti dellacarta, controllare ciascuna sezione.

1

Spegnere l'FD-9.

2

Scollegare tutti i cavi (cavo USB, cavo LAN, cavo
adattatore CA).

3

Rimuovere l'FD-9 dall'alimentatore fogli automatico.

4

Se la carta è ancora inceppata, sollevare la leva sul latosinistro del vassoio di alimentazione e fare oscillare il
meccanismo del vassoio di alimentazione verso destra.

5

Rimuovere l'eventuale carta dall'interno dell'alimentatore
automatico della carta.

• Se l'inceppamento della carta è all'interno dell'FD-9, seguire la procedura
nella sezione precedente “Quando si utilizza l'FD-9 senza l'alimentatore
fogli automatico” per rimuovere la carta inceppata.

33

Risoluzione dei problemi

6

Tirare il manico sul coperchio interno per aprire ilpannello interno e controllare che non vi sia carta
all'interno del pannello. Se in questo è presente carta,
rimuoverla.

7

Tirare verso l'alto sul manico per aprire il coperchio
superiore e controllare che all'interno del pannello non vi
sia carta. Se in questo è presente carta, rimuoverla.

8Chiudere il coperchio superiore e quello interno, quindi
fare oscillare il meccanismo del vassoio di alimentazione
nuovamente in posizione chiusa.

9

Se sul lato del vassoio di uscita è presente carta
inceppata, rimuoverla.

10 Riposizionare l'FD-9 nell'alimentatore fogli automatico,collegare nuovamente tutti i cavi, quindi riattivare l'FD-9.

34

Pulizia❙❙ Pulizia della piastra di calibrazione del bianco
Se la piastra di calibrazione del bianco si sporca, ciò influenza l'accuratezza della misurazione. Se la piastra di calibrazione del bianco si
sporca, va pulita come descritto nel seguito.

1

Accertarsi che l'FD-9 sia spento.

2

Scollegare tutti i cavi (cavo USB, cavo LAN, cavo adattatore CA).

3
4

Aprire il coperchio.

5

Chiudere il coperchio.

6Afferrare le estremità dell'FD-9 e inclinare il corpo
dell'FD-9 all'indietro come mostrato. La base dovrebbe
restare piatta.

7

Strofinare la superficie della piastra di calibrazione delbianco con un panno pulito, asciutto, morbido, senzapelucchi o un fazzoletto per la pulizia delle lenti.

Allentare completamente le due viti come mostrato inmodo che siano libere dalla base.

• Se la piastra di calibrazione del bianco è macchiata, è possibile utilizzare
fluido per la pulizia delle lenti per cercare di rimuovere la macchia.
• Non utilizzare mai benzene o altri solventi per pulire la piastra dicalibrazione del bianco. Ciò potrebbe causare lo scolorimento o ildanneggiamento della piastra.
• Se non è possibile rimuovere una macchia, contattare la più vicina struttura
di assistenza autorizzata di Konica Minolta.

8Afferrare le estremità dell'FD-9 e inclinare nuovamente il
corpo dell'FD-9 sulla base.

9

Aprire il coperchio

10 Serrare le due viti come mostrato fino a quando siano ben
strette.

• Se le viti sono allentate quando le misurazioni sono rilevate, l'accuratezzadella misurazione potrebbe soffrirne.
• Non serrare eccessivamente.

11 Chiudere il coperchio e ricollegare i cavi.

35

Pulizia❙❙ Pulizia all'interno dell'FD-9
Se polvere della carta ecc. si accumula all'interno dell'FD-9, ciò potrebbe causare inceppamenti della carta o problemi di riconoscimento
patch. Se gli inceppamenti della carta o i problemi di riconoscimento patch iniziano a verificarsi con maggiore frequenza, l'internodell'FD-9 va pulito in base alla procedura seguente.

1

Accertarsi che l'FD-9 sia spento.

2

Scollegare tutti i cavi (cavo USB, cavo LAN, cavo adattatore CA).

3
4

Aprire il coperchio.

5

Chiudere il coperchio.

6Afferrare le estremità dell'FD-9 e inclinare il corpo
dell'FD-9 all'indietro come mostrato. La base dovrebbe
restare piatta.

7

Pulire il vetro del coperchio del sensore di linea e il
supporto bianco e altre superfici in plastica con un panno
pulito, asciutto, morbido e privo di pelucchi.

Allentare completamente le due viti come mostrato inmodo che siano libere dalla base.

• Se il supporto bianco è molto sporco, pulire il supporto bianco con un
panno morbido inumidito con alcool.

8

Strofinare i rulli in gomma con un panno morbido
inumidito con alcool per pulirli e prepararli.

9Afferrare le estremità dell'FD-9 e inclinare nuovamente il
corpo dell'FD-9 sulla base.

10 Aprire il coperchio
11 Serrare le due viti come mostrato fino a quando siano ben
strette.

• Se le viti sono allentate quando le misurazioni sono rilevate, l'accuratezzadella misurazione potrebbe soffrirne.
• Non serrare eccessivamente.

12 Chiudere il coperchio e ricollegare i cavi.

36

Condizioni del diagramma di misurazione della scansione
L'FD-9 può scansionare i diagrammi in conformità alle condizioni seguenti:• Anche se le condizioni di carta e le condizioni del layout diagramma soddisfano le condizioni qui di seguito, alcuni diagrammi
potrebbero non essere misurabile.
Quando si utilizza il FD-9 da solo

Quando si utilizza l’alimentatore fogli
automatico FD-A09

Larghezza della carta

45 - 330 mm

90 - 320 mm

Lunghezza della carta

170 - 1500 mm

170 - 450 mm

Spessore della carta

0,05 - 0,45 mm

0,08 - 0,25 mm*1

Dimensione minima del patch

6 × 6 mm

Numero massimo di patch per pagina

Carta A4: 1394
Carta A3: 2928

• I contrassegni di posizionamento non sono necessari.
*1 Quando si utilizza l’alimentatore fogli automatico FD-A09, il numero massimo consigliato di fogli caricati è:		Carta normale (80 g/m2): 100 fogli		Carta pesante (130 g/m2): 70 fogli
Il layout del diagramma sulla carta deve essere conforme al layout seguente. (vedere nel seguito).
Margine anteriore minimo

23 mm

Margine posteriore minimo

33 mm

Margini laterali minimi

4 mm

Spostamento orizzontale

Entro 150 mm dalla linea centrale della carta

In FD-9

Linea centrale della carta

Margine anteriore

Area del diagramma
Larghezza del diagramma

Spostamento orizzontale

Margine laterale

Margine laterale

Margine posteriore\

37Dimensioni
Spettrofotometro Autoscan FD-9

(mm)

199

716

457

39

159

251

337

175

343
205

601

Alimentatore fogli automatico FD-A09

1158
339

461

235

38

245

200

173

121
108

156

225

Specifiche
Modello

FD-9Sistema di illuminazione / visualizzazione

45°a:0° (illuminazione anulare) *1
Conforme a CIE N. 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 e JIS Z 8722 condizione a perle misurazioni di riflettanza.

Dispositivo di separazione spettrale

Grata concava

Intervallo di lunghezza d'onda

380 - 730 nm

Passo della lunghezza d'onda

10 nm

Metà larghezza di banda

Circa 10 nm

Area di misurazione

Circa Ø3 mm

Sorgente luminosa di misurazione

LED

Intervallo di misurazione

Riflettanza: 0 - 150%

Riproducibilità a breve termine

Colorimetrica: Entro σΔE00 0,05
(in condizioni di test Konica Minolta in cui una piastra di calibrazione del bianco è misurata 30
volte a intervalli di 10 secondi dopo l'esecuzione della calibrazione del bianco).

Concordanza fra gli strumenti

Entro ΔE00 0,3(media di 12 piastrelle di colore 12 BCRA serie II rispetto a valori misurati con un corpo master incondizioni standard Konica Minolta).

Tempo di misurazione

Circa 4 min. per 1500 patch(secondo le condizioni standard Konica Minolta)*3

Diagrammi misurabili *4(quando si inseriscono manualmente i
diagrammi)

Larghezza della carta

45 - 330 mm

Lunghezza della carta

170 - 1500 mm

Spessore della carta

0,05 - 0,45 mm

Dimensione minima del patch

6 × 6 mm

Numero massimo di patch per
foglio di carta

Carta A4: 1394
Carta A3: 2928

Margini minimi

Anteriore: 23 mm; Posteriore: 33 mm; Laterali: 4 mm per lato(sinistra / destra)

Voce di uscita

Riflettanza spettrale

Condizioni di illuminazione *M0 (A), M1 (D50), M2 (A+filtro UV), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12,
illuminante definito dall'utente

Condizione di supporto

Supporto bianco, conforme a ISO 13655

Interfaccia

USB2.0; 100Base-TX

Potenza

Adattatore CA dedicato: Ingresso: CA 100 - 240 V 50/60 Hz
Uscita: CC 24 V 5 A

Dimensioni(L × P × H)

Solo corpo principale: 716 × 251 × 159 mm
Solo alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale): 601 × 1158 (con vassoi estesi)
× 245 mm

Peso

Solo corpo principale: Circa 10,5 kg
Solo alimentatore fogli automatico FD-A09 (accessorio opzionale): Circa 18,0 kg

Intervallo di temperatura/umidità operativa

10 - 35°C, umidità relativa 30 - 85% senza condensa

Intervallo di temperatura/umidità diconservazione

0 - 45°C, umidità relativa 0 - 85% senza condensa

Accessori standard

Adattatore CA, cavo USB, software dell'utilità di misurazione FD-S2w, guida per la carta

Accessori opzionali

Alimentatore fogli automatico FD-A09

2*1 L'illuminazione per lunghezze d'onda inferiori a 400 nm è unidirezionale.
*2 Condizioni di illuminazione M0, M1 e M2 conformi alle condizioni di illuminazione in ISO 13655 Sezione 4.2.2 Requisiti diilluminazione e condizioni di misurazione.
*3 Dimensione della carta: A3; dimensione patch: 6 × 6 mm; distribuzione patch: 32 righe × 47 colonne*4 Anche se il formato della carta ed i margini sono entro i limiti specificati, alcuni diagrammi potrebbero non essere misurabile.

39

< ATTENZIONE >KONICA MINOLTA NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN DANNO DERIVANTE DA ABUSO, USO IMPROPRIO,
MODIFICHE NON AUTORIZZATE, ECC. DI QUESTO PRODOTTO, NÉ DI ALCUN DANNO DIRETTO O INDIRETTO(INCLUSI, IN VIA NON LIMITATIVA, PERDITA DI PROFITTI COMMERCIALI, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, ECC.)CAUSATI DALL’UTILIZZO O DALL’INCAPACITÀ DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

I 9222-A8AN-13©2015-2016 KONICA MINOLTA, INC.

BGGBDX

Printed in Japan