FLIR T1010/ T1040/T1050sc

精密な診断をお求めの方へ

非冷却赤外線センサー最高画素クラス

FLIR T1010/ T1040/T1050sc
非冷却式赤外線素子として最大画素の検出器と独自に開発した新たな光学システムが、驚くほどクリアな画像と正確な非接触温度測定を可能にします。

HD画質
研究開発

品質保証

1024×768px

設備診断

高感度のタッチスクリーンは、気になる箇所のズームやポイント指定などが直感的に操作できます。

使いやすさを追求したデザイン
120°
回転可能な光学ブロックでどんなアングルからでも無理なく計測することができます。

リアルタイム時系列解析

レンズバリエーション

USBケーブルでPCと接続すること

標準28°
レンズの他に、2倍望遠、3で、ソフトウェア上でリアルタイムに倍望遠、2倍広角、マクロレンズと温度変化を時系列解析することが計 測 目 的に応じた豊 富なラインできます。※

ナップを揃えています。

※Windwing機能（※T1050scのみ）：HSI（ハイスピードインターフェイス）を介して、PCソフトウェア上で最大240Hzでの熱画像表示。製品仕様
シンプルモデル

カメラ型式

保守保全モデル

FLIR T1010

研究開発モデル

FLIR T1040

熱画像解像度FLIR T1050sc

1024×768

温度分解能（NETD）30℃のとき＜0.025℃＜0.02℃

標準画角

28°×21°

他画角レンズを標準として使用

12°／45°標準仕様への変更可

最小焦点距離0.4m

瞬時視野角（IFOV）

0.47mradカメラフレームレート

30Hz

フォーカス調整マニュアル／オート精度

限定条件※1：±1℃もしくは±1%
その他のとき：±2℃もしくは2%±2℃もしくは2%

標準計測温度範囲-40～650℃-40～2000℃

画像表示モード

赤外線画像、デジタルカメラ画像、™
MSX（輪郭補間の画像処理）

赤外線画像、デジタルカメラ画像、™
MSX（輪郭補間の画像処理）、
ピクチャーインピクチャー

ウルトラマックス

複数枚の画像取得後、画像統合処理による画質改善機能

静止画保存（温度情報付きJPEG）○

SDカードへの動画保存（温度情報付きCSQ）－○

SDカードへの動画保存（温度情報なしMPEG4）○

プログラム保存－○（15秒～24時間毎に設定）

計測ツール（スポット、ボックス）スポット（1）、エリア（1）、（ボックス、サークル、範囲内最高低温度マーカー）

スポット
（10）、
エリア
（5）、（ボックス、サークル、範囲内最高最低温度マーカー）

計測ツール（ラインプロファイル）－○アイソサーム－

設定値上下中間域をカラーマーカーで表示

アラーム

－

選択した計測ツールの計測値からアラーム（ビープ音有・無選択可）の設定

Wind Wing対応

－

－

補正

○※2

放射率、反射率、相対湿度、大気温度、距離、赤外線窓透過率

GPS

－

○

液晶ディスプレイ

4.3インチ タッチスクリーン

オートオリエンテーション

カメラの向きに合わせて画像の向きを自動回転

デジタルカメラ（LEDライト）○ビューファインダー

－

○

ビデオ出力

デジタルビデオ（HDMI Ctype）

リチウムイオンバッテリー＞2.5時間／本

メモリーカード

SDカード

コンパス機能－○レーザーポンター○（クラス2）

動作保証温度範囲-15℃～＋50℃

重量1.9kg三脚取付け

1/4インチ三脚穴

標準付属ソフトウェア

Thermal Studio Pro １年間試用版ライセンス
Research IR Max ライセンス

Thermal Studio Pro ３ヶ月試用版ライセンス【標準同梱品】
レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー（2個）、充電器、HDMI-HDMIケーブル、輸送用ハードケース、レンズキャップ、SDカード、ネックストラップ、USBケーブル、HSIボックス（T1050sceのみ）、検査証、Research IRMaxライセンスカード（T1050scのみ）、Thermal studio ラインセンスカード※1 限定条件第1レンジ使用、測定対象物5～120℃、環境温度10～35℃ ※2 Wind wing 使用時 精度は読取値に対して±2.5℃または2.5％オプションレンズ

ソフトウェア

標準28°

広角45°

望遠12°

接写51μm

望遠7°

Thermal Studio Pro
静止画解析用ソフトウェア
複数枚静止画一括解析 ・レポート作成

画角28°
×21°

45°
×34°

12°
×9°

7°
×5.3°

最小焦点距離40cm

20cm

1.3cm

3cm

WD

97mm

0.47mrad0.80mrad0.20mrad0.12mrad

IFOV

51μm

IFOV

保証延長プログラム

カメラ本体

バッテリー

測定視野

Research IR Max（T1050sc標準附属）動画解析用ソフトウェア
時系列動画データ解析記録・Wind wing

フリアーシステムズジャパン株式会社

検出素子

製品購入後30日以内に製品登録をしていただければ、
フリアーシステムズ独自の2-5-10年保証が適用されます。

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17 目黒東急ビル5階
E-mail info@ﬂir.jp www.teledyneﬂir.jp
本書に記載の機器を輸入する場合米国政府の輸出認定が必要になる場合があります。説明目的の画像を除き、米国法に反する転載は禁止されています。製品の仕様は予告なしに変更される場合があります。
©2022 Teledyne FLIR, LLC. All rights reserved.（2022/08）※ TELEDYNE FLIR は、TELEDYNE FLIR, LLC. またはその関連会社の日本またはほかの国における商標です。
※ FLIR T1010、FLIR 1040、FLIR 1050sc、Thermal Studio Pro、Research IR MAX とは、TELEDYNE FLIR, LLC. の製品型式名です。

フリアーシステムズジャパン正規代理店

https://at.azbil.com/
本

50×37mm社 〒 105-0014
東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
03-4233-7853
社 〒 170-8462
東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル8階 03-5961-2153※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 03-4233-7863
03-5961-2163
北 関 東 支 店 048-600-3931
名 古 屋 支 店 052-218-5080
大 阪 支 店 06-7668-0023
広 島 支 店 082-568-6181
九 州 支 店 093-285-3751

福島 営 業 所 024-927-0530つくば営業所
029-817-4755
つくば営業所群 馬 営 業 所 029-817-4755
027-310-3381
群千馬
葉 営 業 所 027-310-3381
043-246-6652
千葉 営 業 所 043-246-6652
神奈川営業所
046-400-3433
神奈川営業所諏 訪 営 業 所 046-400-3433
0266-71-1112
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112

静 岡 営 業 所 054-272-5300
神 戸 営 業 所 078-341-3581
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
岡 山 営 業 所 086-460-0050
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331
230116-0000-1-AT
240401-0000-1-AT
230508-0000-1-AT