WW4801

GeneralSpecifications

超音波式水位計発信器

WW4802
超音波式水位計変換器

WW4801 形超音波式水位計発信器および WW4802 形超音波式水位計変換器は、超音波パルスが水面で反射し、そのパルスの伝達時間が距離に比例する性質を利用して水位を検WW4801 形
超音波式水位計発信器

E-734-00 形温度計感部とE-834-□□形気温計用通風筒の場合（別売り製品）出する方式を利用した非接触で水位を測定する水位計です。
測定された水位データを、水位表示や BCD 出力、アナログ出力、水位印字するとともに、内蔵の不揮発性メモリに記録します。
また、内部に記録した水位データは、USB メモリを用いて簡単に回収できます。
＜特長＞● 従来のフロート式・触針式・水圧式などでは測定が困難とされていた、土石・土砂などが流下する河川や、河床変動が頻繁な河川、高水・高流速、また腐食性の水質などでの観測に適した水位計です。
● 運用中に記録紙が無くなってしまった場合でも、内蔵メモリに記録された水位データより、期間を指定しての印字が可能です。
● 国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠した BCD 出力

WW4802 形超音波式水位計変換器を標準装備しています。また、関連製品の WP9601 形カード読込プログラムを用いることで、WISEF データ変換も可能です。
＜付＜製品コード＞
形 名 基本仕様コード 付 加 コ ー ド
仕 様 等
W W 4 80 1 -0 0
超音波式水位計発信器
形 名基本仕様コード 付加コード

W W 4 8 0 2 -□ 0 0 -□ □ □ /□□□
-A-D-0-1
1230
12/TM1/TM2/TM3

仕 様 等
超音波式水位計変換器
電源入力；100 V AC
電源入力；12 V DC
プリンタ；なし
プリンタ；あり
BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；機械式リレー1 ch
BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；機械式リレー2 ch
アナログ出力；なし
アナログ出力；電圧 2 ch、電流 1 ch
アナログ出力；電圧 4 ch、電流 2 ch
BCD4 桁 出 力 用 端 子 台 、 ケ ー ブ ル 1 m 付
BCD5 桁 出 力 用 端 子 台 、 ケ ー ブ ル 1 m 付
BCD5 桁 出 力 用 端 子 台 、 ケ ー ブ ル 1 m 付

属品＞

品

名

数量

部品番号

仕様・備考

接続コネクタ
水準器
避雷素子交換用工具
ヒューズ（2A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）
ヒューズ（2A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）
記録紙
BCD4 桁出力端子台
BCD4 桁出力端子台用ケーブル 1m

1個
1個2本2個1個2個1個

C313-25014
W825-00185
K5695KL
A1317EFA1317EF
K5695MJ
A2066JT

WW4801 に付属
WW4801 に付属1本

K5642BQ/TM1 形BCD4 桁出力コネクタ

1個

A1005JD

BCD5 桁出力端子台
BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1m

各1個

A2067JT/TM1 形を選択しな
い場合/TM2 形、/TM3 形

各1本

K5642DG/TM2 形、/TM3 形

A1006JD

BCD5 桁出力付きを選択したうえで、/TM2 形、/TM3 形を選択しない場合

BCD5 桁出力コネクタ

1個-A00-□□□形-D00-□□□形-□00-1□□形/TM1 形

取扱説明書
各1部－※ 電源ケーブル、バッテリ接続ケーブルおよびアース線は付属されません。
※ 超音波用特殊ケーブル（C381-00214）、気温計用信号ケーブ
ルおよび気温計用電源ケーブルは付属されません。ご発注時に必要なケーブル長をご指定ください。

GS WW4801_4802-00
2024.08 5 版

＜仕様＞
項目

内

容

測定

方式

空中超音波パルス反射方式

測定

範

囲

0～13.5 m

設

置

高最大 15 m ※発信器から最低水位までの距離周

波数

約 24 kHz域

超音波の中心軸から半径 1 m 以内

度±1 cm ※無風静水時

測定

領

精
隔

測

距

離

最大 500 m ※発信器－変換器間示

モノクロ液晶 128×64 ドット、LED バックライト付き

表

示

内

容

日付、時刻、地点番号、現在水位、水位変化傾向、受波レベル、現在気温、記録水位、機器状態など

内部

時

計

月差±30 秒以内（23±5℃のとき）

操

作

キー

4 個、［MODE］、［▲］、［▼］、［ENTER］

表

動 作 モ ー ド連続

水位入力周期

約 0.2 秒

水位処

理

瞬間／移動平均
基準点補正、ゼロ点補正、気温による音速補正

平均時

間1／2／5／10／15／20／60／180／600 秒

BCD 出力信号（*1）-□00-□1□形 ： BCD 4 桁パリティ付×1 ch-□00-□2□形 ： BCD 4 桁パリティ付×1 ch
BCD 5 桁パリティ付×1 ch-□00-□3□形 ： BCD 4 桁パリティ付×1 ch
BCD 5 桁パリティ付×2 ch

ア
出-□00-□□1 形：電圧出力×2 ch、電流出力×1 ch-□00-□□2 形：電圧出力×4 ch、電流出力×2 ch

ナ力ロ信グ号

ア ナ ロ グ アナログ出力ボード 1 枚につき（*2）
出 力 レ ン ジ ch1 ： 0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれか選択
ch2 ： 0～10 mV（出力内容は ch 1 と同じ）
ch3 ： 0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれか選択
ch4 ： 0～10 mV（出力内容は ch 3 と同じ）
ch5 ： 4～20 mA
アナログ出力精度
アナログ出力
許容負荷抵抗目内0～10 mV
0～1 V
0～5 V
1～5 V
4～20 mA：100 kΩ以上
：5 kΩ以上：5 kΩ以上：5 kΩ以上：550 Ω以下録

内容

日付、時刻、水位（瞬間値／平均値）、機器状態

記

録

周期

1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間

記

録

期間

約 1.35 年（記録周期 1 分の場合）

印 字 方 式：感熱ラインドット方式
印 字 用 紙：専用感熱紙（用紙幅 約 58 mm、用紙長 約 26 m）
印 字 期 間：約 6.5 カ月（印字周期 1 時間の場合）
印 字 内 容：年月日、時刻、水位データ、その他
印 字 周 期：なし／1／2／5／10／15／20／30 分／1 時間／3 時間／6 時間
巻取り機能：自動巻取り機能内蔵

消-A00-010 形：100 V AC、160 mA 以下※バッテリの充電電流を含まず-D00-010 形：12 V DC、380 mA 以下

費

電流選択仕様による加算値-A00-□□□形：
BCD5 桁出力 1ch につき 100 V AC、約 10 mA
アナログ出力 1 枚につき 100 V AC、約 30 mA
プリンタあり 100 V AC、約 30 mA
印字時 100 V AC、約 100 mA-D00-□□□形：
BCD5 桁出力 1ch につき 12 V DC、約 20 mA
アナログ出力 1 枚につき 12 V DC、約 180 mA
プリンタあり 12 V DC、約 200 mA
印字時 12 V DC 約 1.3 A
絶 縁 抵 抗-A00-□□□形

AC 電源端子とアース端子間：
500 V DC、50 MΩ 以上 ※避雷素子を外した状態

絶 縁 耐 圧-A00-□□□形

AC 電源端子とアース端子間：1500 V AC、1 分間 ※避雷素子を外した状態

充電-A00-□□□形

充電方式
充電電圧
最大充電電流塗色

発信器
本体： アルマイト
ホーン： マンセル値 5Y7/1 相当
変換器
前面・背面パネル ： マンセル値 5.2PB 8.2/1.0
その他の面： マンセル値 4.1PB 6.0/4.5法

発信器 約φ239（W）×228（H）mm
変換器 約 480（W）×149（H）×230（D）mm

量

発信器 約 3 kg
変換器
プリンタなし（-D00-010 形）約 4.0 kg
プリンタあり（-D00-110 形）約 4.6 kg

外質用

環

境

発信器 －30～50℃
変換器 －10～50℃、90％r.h.以下

使用

電源-A00-□□□形：100 V AC±10%、50／60 Hz-D00-□□□形：10.5～16.5 V DC

*1*2*3

GS WW4801_4802-00
2024.08 5 版形

寸：定電圧充電方式：約 13.6 V DC
：約 0.6 A

選択仕様により機能を追加した場合に加算
AC 電源仕様 ：約 0.5 kg
BCD5 桁出力 ：1ch につき約 0.20 kg
アナログ出力 ：1 枚につき約 0.14 kg

USB2.0 対応メモリ（*3）

使容プ リ ン タ-□00-1□□形

フルスケールの±0.05％以内（23±3℃のとき）

記

データ回 収 用インターフェース

項

国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠しています。
アナログ出力ボードの枚数は、-□00-□□1 形は 1 枚、-□00□□2 形は 2 枚となります。
USB メモリは、関連製品の推奨製品をご使用ください。SD カードを使用する場合は、関連製品の推奨する USB メモリアダプタと SD カードをご使用ください。

２＜構成ブロック図＞＜関 連 製 品＞
部品番号

仕様・備考

BCD4 桁出力端子台

A2066JT

吉田電機工業株式会社製PXDS-40V3 または相当品、K5642BQ と組み合わせて使用します

BCD4 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K5642BQ

A2066JT と組み合わせて使用します

BCD4 桁出力コネクタ

A1005JD

第一電子工業株式会社製57-30360 または相当品

BCD5 桁出力端子台

A2067JT

吉田電機工業株式会社製PXDS-50V3 または相当品、K5642DG と組み合わせて使用します

BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K5642DG

A2067JT と組み合わせて使用します

BCD5 桁出力コネクタ

A1006JD

第一電子工業株式会社製57-30500 または相当品

USB メモリ

K5690PMUSB メモリアダプタ

K5690WW

避雷素子交換用工具

K5695KL

小型シール鉛蓄電池

M-313-01

12 V 7.2 Ah

小型シール鉛蓄電池

M-313-02

12 V 24 Ah

カード読込プログラム

WP9601

温度計感部

E-735-10

自然通風式
測定範囲：－50～50℃

温度計感部

E-734-00

測定範囲：－50～50℃

品＞

気温計用通風筒（*1）

E-834-01

強制通風式 100 V AC 仕様

名

気温計用通風筒（*1）

E-834-02

強制通風式 12 V DC 仕様■ E-735-10 を用いる場合
WW4801形
超音波式水位計
発信器

最大500 mE-735-10形
温度計感部

最大500 m

WW4802形
超音波式水位計
変換器
バッテリ■ E-734-00、E-834-01 を用いる場合
WW4801形
超音波式水位計
発信器

最大500 mE-734-00形
温度計感部

最大500 m100 V ACまたは12 V DC
WW4802形
超音波式水位計
変換器

E-834-01形
気温計通風筒バッテリ
100 V AC■ E-734-00、E-834-02 を用いる場合
WW4801形
超音波式水位計発信器

E-734-00形
温度計感部

100 V ACまたは
12 V DC

最大500 m
WW4802形
超音波式水位計
変換器
最大500 mE-834-02形
気温計通風筒バッテリ
12 V DC※ バッテリは、-A00-□□□形の場合に接続可能です。
※ 破線部は本製品に含まれません。

＜保守品

品

100 V ACまたは
12 V DC

名

SD カード用

数量

部品番号

仕様・備考

避雷素子（AC 電源用）

1式

K5632DR-A00-□□□形用

気温計用信号ケーブル（*2）

R-523-04

E-735、E-734 と変換器間避雷素子（DC 電源用）

1式

K5632DS-D00-□□□形用

気温計用電源ケーブル（*2）

R-523-02

E-834 の電源用ﾋｭｰｽﾞ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）

1個

A1317EF

超音波用特殊ケーブル（*2）

C381-00214

発信器と変換器間K5695MJ

*1*2

記録紙

３

1個

E-734-00 形温度計感部用の強制通風式通風筒です。
ご発注時に必要なケーブル長をご指定ください。

GS WW4801_4802-00
2024.08 5 版

＜外形図＞（単位：ｍｍ）＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WW4801_4802-00
2024.08 5 版

４