EtherScope nXG®

ポータブルネットワークエキスパート

マルチテクノロジーでオールインワンのハンドヘルド
ネットワークアナライザ• Wi-Fiおよび有線ネットワークを迅速にテスト、検証、トラブルシュート、マッピング• AirMapper™によりWi­Fiサイトサーベイを簡単かつ迅速に実施• 自動テストによりネットワークの問題を検出可能• フルラインレートのマルチギガから10Gのパフォーマンステストとパケットキャプチャ

概要

適切なツールを使用せずにWi-Fiと有線ネットワーク・インフラの展開と維持することは、困難であり、コストがかかる可能性があります。EtherScope nXGを使用すると、エンジニアや技術者は、展開からメンテナンス、絶えず変化するWi-Fiおよびイーサネットアクセスネットワークの文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
簡単な操作でありながら詳細な可視性があり、EtherScope nXGにリモートアクセス制
御機能により、エンジニアは移動することなく、リモートサイトのフィールドエンジニアと協力し問題解決を促進できます。

主な機能••••

高度なAndroid™ベースのトラブルシューティングアプリと専用のテストハードウェアを使用して、テクノロジーアップグレード、NBASE-T、10G、およびWiFi5/6ネットークをインストール、テスト、検証、およびトラブルシューティングします。
重要なサーバー、アップリンク、および主要なエンドデバイスの最大10Gイーサ
ネットパフォーマンスを検証し、Wi-Fiネットワークパフォーマンスを検証します。
ネットワーク管理システムやその他のエンジニアレベルのツールを利用できない現場技術者が、複数のVLANとWi-FiSSIDを使用して複雑なネットワーク展開を評価および文書化できるようにします。
フィールドテストデータをシームレスに統合および管理し、無料のLink-Live™
クラウドサービスを介してネットワーク管理システムと統合します。

ネットワークマッピング機能が追加されました！

有線ネットワークとWi-Fiネットワークを自動的に検出して即座にマッピングします。 ネットワークトポロジの統合ビューは、簡単にカスタマイズしてVisioにエクスポートできます。

オールインワン・プラットフォームが複数のテクノロジーに対応• Wi-Fiおよび有線ネットワークインフラを検証、発見、トラブルシューティング
するAndroidベースのハンドヘルド・ネットワークテスタ• ネイティブ 4x4 Wi-Fi- 802.11a/b/g/n/ac (wave 2) Wi-Fi ネットワーク接続性- Wi-Fi 6 (802.11ax)の可視化- SSID、BSSID、チャネル、クライアントデバイス、干渉源の分析• イーサネットポート- 10/100/1000Mbps および 2.5/5/10G- 90W PoEスイッチからの電力を負荷試験で検証• ビルトイン Bluetooth v5/BLE と USB インタフェースは、近くのデバイスを検出、設定可能

simplicity • visibility • collaboration

テストポート
(RJ-45 & SFP)

USB-A

ケーブルテスト＆管理ポートUSB-CAndroid is a trademark of Google LLC

主な機能
有線+ Wi-Fiネットワークの検出、マッピング、分析、およびセキュリティ監査

スイッチ、スロット、およびポート番号によって、ネットワーク上の何がどこに接続されているかを即座に確認できます。 「疑わしい」デバイスをすばやく調査して特定し、デバイスの設定ミスに関連する問題を特定します。
• 電源投入時にWi-Fiおよびイーサネットインターフェイスを介して複数のVLANおよびWi-Fi SSIDにわたるネットワークデバイスを検出します。

• 強力なフィルタおよびソートを備えた自動問題検出機能により、次のような問題が特定されます。
-重複IP-混雑したスイッチポート-チャネルやSSIDの過剰提供-不明なスイッチ、オープン認証を使用するアクセスポイント、暗号化されていないAPなどのセキュリティの問題• パス解析は、接続されているデバイスへのスイッチ/ルーターパスを示します。
• バッチ認証ワークフローにより、既知のデバイスと未知のデバイスを簡単に識別できるため、「ネットワーク上のユーザー」の監査が可能になります。

10G ラインレート・パフォーマンステスト&パケットキャプチャ

ネットワークキャパシティ、パフォーマンス、QoSを確認し、詳細なアプリケーション解析のためにパケットを簡単にキャプチャします。
• イーサネットテストポートを介して、最大4つのIPベースのトラフィックストリームを同時に生成および測定し、次のことを行います。
-最大 10G のラインレート・トラフィックで、ネットワークへの負荷試験-パケット損失、遅延、ジッターのテスト• Wi-Fiおよび有線ネットワークのためのiPerfをサポート• 有線または無線のトラフィックをPCAPファイルにキャプチャし、エスカレーションや解析を簡単に行えます。

複雑なネットワークの検証

テストの自動化により、検証とトラブルシューティングが高速化および簡素化され、より多くの人がより多くの問題をより速く解決できます。

• ネットワークに合わせてカスタマイズできる、Wi-Fiおよび有線ネットワーク用の自動テストプロファイルを作成できます。

• テスト時間を短縮する複数の自動テストプロファイルを実行して、複数のVLANおよびWi-Fi SSIDを確認します。
• ターゲットのグループを定義して自動テストプロファイルに割り当てping、TCP接続、Web、またはFTPを使用してパフォーマンスを検証します。

簡素化されたコラボレーションと自動レポート

テスト結果の一元化と可視化をして組織全体のスタッフと協力し、リモートサイトの問題解決をスピードアップします。

• 無料のLink-Live Cloud Serviceは、テスト結果とサイトデータのアップロードを保存し、レポートを作成• ネットワーク導入ドキュメントのメディアタイプ全体でのレポート生成を簡素化• 各結果に写真、トラブルシューティングのための情報を追加• 利用可能なAPIにより、Link-Liveとトラブルチケットまたはネットワーク管理シテム間のシームレスなデータ統合が可能

新しい機能強化

ネットワーク・トポロジマッピング‒統合された有線およびWi-Fiネットワーク
手動で描いたマップを最新の状態に保つのに苦労する必要はもうありません！ EtherScope nXGは、有線ネットワークとWi-Fiネットワークの両方を自動的に検出して、無料のLink-Liveクラウドサービスでインスタントマッピングを行います。
これらの包括的で最新の正確なネットワーク図は、現在のネットワークを示し、次の接続を含むレイヤー2およびレイヤー3トポロジ情報を統合します。
・ホストへの切り替え、アクセスポイントへの切り替え、APからWi-Fi
クライアント、スイッチからスイッチ、スイッチからルーター、ルー
ターからルーターへのホップ。
使いやすいフィルターとマップコントロールを使用すると、必要なものとその表示方法を正確に確認できます。ネットワークとデバイスの構成
エラーをすばやく特定し、「不明な」スイッチと不正なデバイスを確認します。要素アイコンは、エラーや警告を識別するために色分けされています。マップ要素をダブルクリックすると、ステータス、問題、インターフェイス情報などの詳細な検出情報（デバイス名、IPアドレス、VLAN）が表示されます。

自動の有線およびWi-Fiネットワークマッピング

Link-Liveを使用すると、追加のライセンス費用なしで、アクセスが必要な人と簡単に共同作業してマップを共有できます。 ワンクリックでマップがMicrosoftVisio®にエクスポートされ、表記を簡単に追加したり、マップを変更したりできます。

PRODUCT SUPPORT

AllyCareサポートをご契約されているお客様は詳細なマップ構成、コントロールにアクセスし、Visioにエクスポートできます。

AirMapper™ Site Survey

AirMapperを使用するとEtherScope nXGユーザは、エリア内各所のWi-Fi測定値をすばやく簡単に収集し、Link-Live Cloud Serviceで主要なパフォーマンス測定データのヒートマップを作成できます。
Wi-Fiの新規導入、変更時の検証、迅速なパフォーマンス検証のためのサイトサーベイに最適です。
• EtherScope nXGのみで、簡単にデータ収集が可能です。

• 「ドングル」または「外部測定装置」を必要とせずにエンタープライズクラスのサイトサーベイを実行します。

• Link-Live Cloud Serviceを使いサーベイデータを簡単に視覚化して共有します。

• AirMagnet SurveyPROにデータをエクスポートしより高度な分析、プランニング、レポートが可能になります。

PRODUCT SUPPORT

AllyCareサポートをご契約されているお客様は拡張された可視化およびフィルタリングをご利用いただけます。

AirMapper Site Survey アプリ

分析のためクラウドベースのLink-LiveServiceまたはAirMagnetSurvey PROでサーベイデータを可視化マルチギガリンク検証

マルチギガスイッチングの展開が拡大しているためケーブルプラントが目的の速度をサポートしていない場合があります。
（通常、Wi-Fi 6アクセスポイントにより大きな帯域幅を提供するため）ケーブルの品質、長さ、取り付けの技量、および環境内のノイズはすべて、予想よりも低い速度への「ダウンシフト」の一因となる可能性があります。
• ケーブリングSNR測定‒ EtherScope nXGは、マルチメディア機能（1 / 2.5 /5/10G）を検証し、リンク速度のダウンシフトが発生したときに根本原因を診断できるようになりました。

断続的な問題の24時間監視‒強化された自動テスト

繰り返しテスト ‒このモードでは、指定された間隔（1分から24時間）で自動テストが実行され、結果をLink-Liveに送信して、時間の経過に伴う結果を表示します。これは、長期間にわたってネットワークの様子を「監視」したり、手動で複数のテストを実行しなくても断続的な問題を診断したりするのに効果的な方法です。結果には自動的にタイムスタンプが付けられ、ユーザが入力したコメントをプレフィックスとしてグループ化または組織化することができます。
Link-Liveでは、フィルター機能と並べ替え機能を使用して、テスト結果をすばやく分析できます。
エラーが見つかったときにメールで通知を受けることもできます。
バージョン1.2の追加の機能強化により、EtherScope nXGでより実用的な情報が提供され、ネットワーク解析プロセスがさらに効率的になります。

マルチギガリンクのケーブリングSNR測定「どこからでも」できるリモートコントロール

EtherScope nXGはVNCを介したリモート制御が可能です。これは、監視対象が同一ネットワーク上にある場合には簡単です。しかし、NATファイアウォール越しの異なるネットワークに接続することは困難または不可能です。
バージョン1.2よりユーザは誰もがLink-Live Cloud Serviceを介してEtherScopenXGに瞬時に接続でき、世界中のどこにいても、リモートでトラブルシューティングを行うことができます。

PRODUCT SUPPORTEtherScope nXGのAllyCareサポートをご契約いただくとLink-Live Cloud
Serviceを介したリモートコントロールがご利用いただけます。

断続的なネットワーク監視モデル&アクセサリ
モデル
EXG-200
EXG-200-1YS
EXG-200-3YS

内容

EXG­200 テスタ本体、充電式リチウムイオン電池（本体内蔵）、G3 電源アダプタ、
WireView #1、RJ­45 カプラ、 SFP+MR­10G850 、クイックガイド、ソフトケース(小)EXG­200, EXT­200­KIT
EXG­200, EXT­200­KIT

1年AllyCareサポート
3年AllyCareサポート

EXG-200-KIT

EXG­200 テスタ本体、充電式リチウムイオン電池（本体内蔵）、G3電源アダプタ、G3ホルス
タ、WireView #1­#6、RJ­45 カプラ、SFP+MR­10G850, SFP+MR­10G1310 、TEST­ACC、指向性アンテナ、インテリトーンPro200プローブ、クイックガイド、ソフトケース(中)EXG-200-KIT-2PK

EXG­200­KIT 2個セット

EXG-200-LRG2-KIT

EXG­200­KIT および LinkRunner G2 (LR­G2)のセット

EXG-LR10G-KIT

10G パフォーマンステストキット
EXG­200­KIT および LR10G-100 (LinkRunner 10G).

EXG-200-CE

EtherScope nXG - 機能統制版.EXG­200 CE テスタ本体、充電式リチウムイオン電池（本体内蔵）、G3 電源アダプタ、WireView #1、RJ­45 カプラ、 SFP+MR­10G850 、クイックガイ
ド、ソフトケース(小)EXT-ANT

指向性アンテナ

G3-PWRADAPTER

EXG­200用 AC電源アダプタ

G3-HOLSTER

G3 EXG­200 ホルスタ

SFP+MR-10G850

SFP+ 光トランシーバ, SX/SR, 1G/10G, 850nm, マルチモード

SFP+MR-10G1310

SFP+ 光トランシーバ, LX/LR, 1G/10G, 1310nm, シングルモード仕様 (完全な仕様については、製品データシートを参照してください。)
一般仕様
寸法10.3 cm x 19.5 cm x 5.5 cm (4.05 in x 7.67 in x 2.16 in )バッテリ

充電式リチウムイオン電池パック (7.2 V, 6.4 A, 46 Wh)

重量バッテリライフ
ディスプレイ0.77 kg (1.68 lbs)
一般数値

連続運用：3­4時間、充電時間：3時間

5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD (720 x 1280 pixels)

RJ­45 and SFP 解析ポート、RJ­45 ケーブル
ホストインターフェース テストおよび管理ポート
USB Type­A 、USB Type­C On­the­GoPort ,SMA コネクタ (指向性アンテナ用)
SDカード

Micro SDカードサポート：最大64GB

メモリ

約 8GByte：テスト結果保存とユーザアプリケーションに利用可能

充電通信アクセス
サポート IEEE 規格
ケーブルテスト

USB Type­C 45­W アダプタ: 100­240 Vac, 50­60 Hz; DC
Output Power 15 V (3 A), RJ­45: 802.3at PoE (25W) 以上
RJ­45:10M/100M/1G/2.5G/5G/10G
ファイバ SFP : 1G/10GBASE­X

有線: 802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi­Fi: 802.11a/b/g/n/ac
PoE: 802.3af/at/bt, Class 0­8 および UPOE

ペアの長さ、オープン、ショート、スプリットペア、クロス、ストレート、およびWireView ID

netally.com/products/etherscopenxg
simplicity • visibility • collaboration

NetAlly 日本総代理店 東洋計測器株式会社
keisokuki-land.co.jp/support/netally/©2020 NetAlly, LLC. NXG-FL-20-V4-J 2020-11