U６２００Ａシリーズ
周波数カウンタ
U6200A

6GHzユニバーサル・カウンタ

U6220A 400MHz周波数カウンタ

特徴

●
●
●
●
●
●

U6200A ：1mHz ~ 400MHz（CH1, CH2)、375MHz~6GHz（CH3）U6220A ：1mHz ~ 400MHz（CH1）
1秒のゲート時間時に12桁表示の周波数測定
高精度時間分解能：40ps
U6200A ：周波数、レシオ、タイムインターバル、周期、デューティサイクル、パルス幅
測定機能
立上り／立下り時間、位相、トータライズ、ピーク電圧（100Hz ~ 300MHz）
U6220A ：周波数、周期、トータライズ、ピーク電圧（100Hz ~ 300MHz）
高安定タイムベース： <1ppm
タイムベース：10MHz 入力/出力
統計、演算機能：平均値、最大／最小値、デルタ、標準偏差リアルタイム・デジタル信号処理技術による高速測定
インターフェース：USB、イーサネット10M/100M、GPIB（オプション）
Webサーバー機能搭載

●

オプション

●
●
●
●

測定レンジ

U6200A： U6200-opt04: 背面入力モジュール（CH1/CH2）
U6200-opt05: 背面入力モジュール（CH1/CH2/CH3）
共通： M3500-opt04: GPIBカード（オプションは、メーカーで装着する必要があります。）

12桁表示＆6GHz 周波数測定（U6200A）

わかりやすい操作パネル

タイムベース入出力

Webサーバー機能（LAN経由）

仕様
項目

項目

測定仕様

CH1&CH2の入力仕様
DC結合1mHz ~ 400MHz

AC結合

200kHz ~ 400MHz （50Ω）
30Hz ~ 400MHz （1MΩ）

FMトレランス（許容差）

25%

周波数、周期：CH1＆CH２

1 mHz ~ 400 MHz (2.5 ns ~ 1000 s)

周波数、周期 ：CH3375 MHz ~ 6 GHz (0.166 ns ~ 2.6 ns)

周波数レシ オ(U6 2 0 0 A)

電圧レンジと感度20 mVrms to ±5 V ac + dc (Medium and High)
25 mVrms to ±5 V ac + dc (Low)

1mHz ~ 225MHz

10E-10 ~ 10E+11

タイム イン タ－バル(U6 2 0 0 A)

測定仕様はCH1＆CH2入力に依存します。
パルス幅は１nsより大きく、周波数レンジは300MHzまでです。

測定範囲-0.5 ns ~ 10E+5 s

CH1&CH2の入力特性インピーダンス(ATT X 1, 1 MΩ キャパシタン
ス)(ATT X 10, 1 MΩ キャパシタン
カップリング
ローパスフィルタ
入力感度

分解能

40ps

RMS分解能120ps

パルス 幅時間(U6 2 0 0 A)

測定仕様はCH1入力に依存します。
パルス幅は１nsより大きく、周波数レンジは300MHzまでです。

1 MΩ 又は 50 Ω
24 pF
15 pF
AC又はDC
100 KHz (又は無効)、 –20 dB> 1 MHz

測定範囲

1.5 ns ~ 10E+5s

Low、Medium(初期設定)、Highより選択可能

分解能

40ps

Medium；1.35x Highの感度,Low； 1.7x Highの感度

RMS分解能120ps

立上り／立下り時間(U6 2 0 0 A)

測定仕様はCH1入力に依存します。
パルス幅は１nsより大きく、周波数レンジは300MHzまでです。

測定範囲

2 ns ~ 10E+5s

分解能

40ps

電圧レンジと感度（単発パルス）
1.5ns ~10ns パルス幅

80 mVpp ~10 Vpp>10 ns パルス幅

50 mVpp ~10 Vpp

ダメージレベルDC~400MHz, 50 Ω

12 Vrms

0 to 3.5 kHz, 1 MΩ350 V dc + ac pk

3.5 kHz ~100KHz, 1MΩ

350 V dc + ac pkから12 Vrmsまでリニアに低下

100KHz ~ 400MHz, 1 MΩ

12 Vrms

RMS分解能120ps

位相(U6 2 0 0 A)

測定仕様は各入力CHに依存します。
パルス幅は１nsより大きく、周波数レンジは300MHzまでです。

測定範囲-180° ~ +360°

CH3入力仕様
周波数レンジ

375 MHz ~ 6 GHz

インピーダンス50 Ω

カップリングACVSWR＜2.5:1

ダメージレベル+25dBm, DC ±12V
標準 （0℃~50℃）

温度安定度（25℃基準）<± 1 x 10-6

１日当たり
１月当たり
１年あたり

'<± 0.2 x 10-6± 2 ppm

調整

分解能

40ps

RMS分解能

120ps

測定範囲

測定仕様はCH1入力に依存します。
パルス幅は１nsより大きく、周波数レンジは300MHzまでです。
0~1

分解能

40ps

デ ュー テ ィサイク ル(U6 2 0 0 A)

内部タイムベース安定性

経時変化

RMS分解能120ps

トー タラ イズ

測定仕様はCH1入力に依存します。
パルス幅は１nsより大きく、周波数レンジは400MHzまでです。

測定範囲

0 ~ 10E+15

分解能

電気的ピ ー ク 電圧

一般仕様
項目
電源電圧

100V/240V ± 10%、 50Hz~60Hz ± 10%

動作湿度Max. 80VA（30W 代表値）

温度31℃以内で相対湿度80%、40℃で相対湿度50%までリニアに低下

動作温度

0 to 55 ℃

保存温度- 40 ℃ to 70 ℃

動作高度2000m以下

サイズ

224*107*380 mm （バンパー含む）

重量3416g

安全性

IEC61010-1 / EN61010-1

EMC

EN61326

ウオームアップ時間

1時間

無償保証期間１年-5.1 V ~ + 5.1 V

分解能

2.5 mV
15mV+V*2%

p-p振幅200mV以上

DC信号（ATT＊10）150mV+V*2%

p-p振幅1V以上

AC信号確度
1 Vp-p, 50 Ω, ATT
OFF

お問合せ先

PICOTEST Corp.
8F-1,286-9, HSIN YA RD., CHIEN-CHEN ZONE,KAOHSIUNG, R.O.C.
日本総代理店

東洋計測器株式会社

1カウント
測定範囲DC信号確度リミット＆説明
100V/120V ± 10%、 400Hz ± 10%

消費電力

測定仕様は各入力CHに依存します。

測定範囲30 mVrms to ±5 V ac + dc

225 MHz to 400 MHz

CH 1/ CH 2, CH 1/ CH 3, CH 2/ CH 1, CH 3/ CH1

電話 市販部 03-3255-8038 外販部03-3255-8026〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル
Rev.20230613

100 Hz ~ 10 KHz

15mV+V*2%

10 KHz ~ 5 MHz

15mV+V*4%

5 MHz ~ 80 MHz

15mV+V*7%

80 MHz ~ 300 MHz

15mV+V*15%

p-p振幅200mV以上