GeneralSpecifications

WM5581-W□
フィールドμ（水位雨量データ収録用)

WM5581-W□形フィールドμは、厳しい自然環境下で長期
間 無 人 観 測 す る た め に設 計さ れ た コ ン パ ク ト で 高性 能なデータ記録装置です。
水理調査目的に合わせた入力・処理形態が用意され、各感部とのダイレクト接続も可能にしています。また電源は、リチウム電池を使用しており、商用電源のない場所でも十分に性能を発揮することができます。
＜特長＞● 専用のデータ回収器が不要で簡便にデータ回収でき＜外ます。

形図＞(単位：ｍｍ)● 厳しい自然環境下に耐え、電池電源・不揮発性メモリ（バッテリバックアップ不要）収録で調査観測に適しています。
● 長期間のデータ収録が可能です。
＜製品コード＞
製品コード

製品名称

WM5581-□□-NNN-W1フィールドμ
入力タイプ：水位；1ch、雨量；1ch

＜付属品＞
名称

ドライバ
動作用電池（2 本）ＵＳＢメモリ用電池
ＵＳＢメモリ用電池ケーブル
取扱説明書

付 属 数
1本
1式
1式
1本
1部

＜関 連 製 品＞
名称

数量

部品番号

動作用電池（２本） 1 式

K5636HV

ＵＳＢメモリ用電池

1式

K5636MM

ＵＳＢメモリ
細径水圧式
水位計発信器1式

K5636LZ

1式

WW4437

雨量計感部

1式

WB0015 など

電池ボックス
1式
データ処理ソフト 1 式

M5564-10-00
K5636MH備

考

本体動作用：3.6V
データ回収用、動作用電池交換用 9 V
データ回収用

無電圧接点出力タイプ
電源供給用：12V
無償

GS WM5581-00
2024.09 2 版

＜仕様＞
項目

入力要素
適合感部

内

水 位
雨 量
水 位
雨 量

水 位
測定範囲
雨 量

隔測距離確度

水 位
雨 量
水 位
雨 量

記録

周期

第 ２ 記 録 周 期
平均処理

サンプリング周期
設 定 の 制 限演
表算示

LCD 表示
キ時

水 位
雨 量
素 子
要 素
水 位
雨 量
ー計

精 度
内 容容

1ch
1ch
WW4437 形細径水圧式水位計発信器
WB0015 形雨量計感部など無電圧接点出力雨量計
WW4437-R00-L□□□形 ･･･ 0～0.75m
WW4437-R03-L□□□形 ･･･ 0～3.5m
WW4437-R10-L□□□形 ･･･ 0～10m
WW4437-R20-L□□□形 ･･･ 0～20m※発信器の信号に対し、スケーリングで対応
0～9999.9mm※パルスレートは、設定式（1.0/0.5/0.1mm）
メーク時間：100ms 以上
最小パルス間隔：1s 以上
50m100m
フルスケールの±0.05%（at 23±2℃にて）（発信器含まず。入力信号に対して）※1±1 パルス（感部含まず）
1，2，5，10，30 秒
1，2，5，10，15，20，30 分
1，2，3，4，6，8，12，24 時間(一部の記録周期は外部電源が必要)
外部トリガ；
トリガ入力後に連続動作をスタートし、全メモリ記録後機器停止
指定値を超えると記録周期を変更して動作
なし，1，2，5，10，30 秒
1，2，5，10，15，20，30，60 分
なし，5，10，20, 30 秒
1，2，5，10，15，20，30，60 分
1，2，5，10 秒（平均処理ありのとき有効）
ただし、平均処理が 5 秒のときは、サンプリング周期の2 秒は選択不可
記録周期＞第 2 記録周期＞プリヒート時間＞平均処理＞サンプリング周期
スケーリング
連続積算、記録区間の差分（いずれかを選択）
液晶（5 ドット×7 ドットマトリクス，16 桁，1 行）
年月，日時，測定データ，過去データ，各種設定値など(-20～+70℃以外では表示が見えにくくなります)
データ単位；m，cm，mm(いずれかを選択)データ単位；mm構成；5 キー（MODE ▼+/- ENTER）
月差±30 秒（23±3℃のとき）年（西暦 2 桁）月 日 時 分 秒※ 1 入力電圧（0～25 mV）に対する確度となります。従って、感部の出力電圧の最大値が 25 mV 未満の場合は、確度は異なるので注意してください。
例として、WW4437-R00 形細径水圧式水位計発信器の出力電圧は、0～6.25 mV／0～0.75 m のため、0～6.25 mV に対する確度は0.20%となります。
詳細は、WW4437 の取扱説明書を参照してください。

GS WM5581-00
2024.09 2 版

入 力
時計合わせ機能出 力

外部トリガ機能

入 力
内 容

内部データ
記
憶容 量
使 用メモリ
データ
範 囲USB 回収

内 容
適 用メモリデ ー タフォーマット

プリヒート機能自己診断機能使 用 環 境動作用
電 池外 部
電源 電 源
U S B
メモリ
用電池
ケ ー ス 構 造
ケ ー ス 材 質
ケース本体色外質形

寸法
量

接点信号の入力に合わせて内部時計(0 時 0 分 15秒)を合わせる
スレーブ機；0 時 0 分 5 秒から 0 時 0 分 25 秒の間に、内部時計が 0 時 0 分 15 秒になる
マスタ機；1 日 1 回(0 時 0 分 15 秒)接点信号を出力する
マスタ機 1 台にスレーブ機は 10 台まで接続可能（記録周期または第 2 記録周期が 1 分以上のとき有効）
トリガ入力後に測定動作をスタートする
測定停止または全メモリ記録後に停止
メーク時間；100ms 以上
日付･･･“YY/MM/DD”、時刻･･･“HH:MM:SS”
測定データ、AQC 情報、HK 情報
10 分間隔でデータ収集時 4 年
不揮発性メモリ（バッテリバックアップ不要）
回収時，次の方法より選択① メモリ内全てのデータを記録② 前回回収した日より現在までのデータを記録（回収時には、USB メモリ用電池の接続が必要）
日付＋時刻＋測定データ
当社推奨の USB メモリ（関連製品 K5636LZ）
CSV 形式
測定前に発信器・感部へ電源供給を行う動作
プリヒート時間；
記録周期 10 秒以下；
連続（第 2 記録周期含む）
記録周期 30 秒以上；あり／なし（第 2 記録周期含む）※有りのとき；5，10，30 秒，
1，2，5，10，15，20，30，60 分，連続制御容量；30 V DC，50mA
電池残容量表示（残容量計算機能）-30～＋80℃
3.6V リチウム電池 2 個(直列)10～16 V DC 110mA max．
9 V 角形アルカリ乾電池
IP41 相当（JIS C0920）
ポリカーボネート樹脂
アイスホワイト（マンセル 6.6Y7.9/0.5 相当）
約 250（W）×60（H）×100（D）mm（突起物を除く）
約 1.0 kg２＜端子番号・適合ケーブル径表＞■

W1 形：WW4437 形細径水圧式水位計発信器
適合ケーブル外径

内容

内

１感部用電源(約 DC2.5V)出力 ＋

１１信号入力 ＋

２感部用電源(約 DC2.5V)出力 －１２信号入力 －３

信号入力 ＋

１３

フレームグランド

４信号入力 －

１４接点信号入力 ＋

５

フレームグランド

１５接点信号入力 －６１６接点信号出力 ＋７１７接点信号出力 －８容

端子 No.

端子 No.

水位

φ6～10mm

接続しないでください

１８

適合ケーブル外径
雨量

φ6～10mm

φ5.6～7.3mm
φ5.6～7.3mm

接続しないでください

９１９

１０２０

外部電源入力 ＋２１

外部電源入力 －φ5.6～7.3mm

・ ケーブルは適合ケーブル外径の範囲内でご使用ください。
適合ケーブル外径を外れると、ケーブル引込口のゴムシールと不適合となり、防塵・防滴性が保たれなくなる場合があります。
・ 水位計発信器からのケーブルは大気開放する必要があるため、屋外用端子盤等を設け大気開放チューブを大気に解放することをおすすめします。
・ 接地は必ず行ってください。

＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

３GS WM5581-00
2024.09 2 版