コンクリート内部探査機器

かつてない探査力、つぎの頂点へ

ストラクチャスキャン

SIR-EZ XTNETIS登録番号 CB-160009-A

コンクリート内部探査機器
ストラクチャスキャン

www.key-t.co.jp

SIR-EZ XT

活電線

探査が可

用途は「鉄筋探査」
だけではなく、空洞探査や厚み探査、埋設管探査など幅広く使用可能です。

コンクリート内部探査

状態評価

壁、床、天井等内部の金属と非金属の位置

床版厚さ測定構造物検査

電線管（CD管など）探査

使用温度-20℃〜40℃

測定方式

電磁波レーダ方式

保存温度-20℃〜60℃

測定対象物

鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞等

相対湿度

95%以下

2,700MHz

保護等級

IP65

約60cm

某国道の探査10,20,30,40,50,60cm

アンテナ中心の周波数

2.7GHz（2,700MHz）

比誘電率設定範囲

2~20

データ保存

14.5GB

電源

バッテリー駆動（2.5時間但しLED低照度）

寸法

約157(W)×184(H)×236(D)mm
約1.8kg（バッテリー込み）
約8mm

製品構成内容本体×１
充電器×１
バッテリー×１収納ケース×１
ハンドストラップ×１
ハンドル着脱工具×１マニュアル×１
グリッドシート（30×30cm×3、60×60cm×3）
校正証明書資料×1

壁際約7.5cmまで探査可能
6.5インチ

表示のサイズ
ディスプレイ解像度

1024x768

仕様（超小型・キューブアンテナ）周波数2,300MHz

探査レンジ

10,20,30,40,50,60cm

探査深度
探査位置
寸法
重量

動作温度
適合

保護等級

ノイズ（多重反射）大幅低減！

約60cm

エクステンションポール
専用軽量ケース
小型収納ケース

オプション
エクステンションポール
エクステンションポール専用軽量ケース
電線管判別ユニット AC Line Trac
超小型キューブアンテナ
超小型キューブアンテナ専用エクステンションポール
小型収納ケース
報告書作成ソフト Report Editor Pro（windows10対応）
予備バッテリー
予備充電器
グリッドシート

報告書作成ソフト Report Editor Pro
ストラクチャスキャンSIR-EZシリーズ専用
PC上で編集、解析を行うことが可能なソフトです。
windows10対応、機能も従来のソフトよりさらに強化され使いやすくなりました。

山形波形判別アシスト機能
深度に合わせてカーブが変化！
波形の判別に役立ちます。

タッチパネルで簡単操作！
確実で正確な探査を実現！

高性能小型電磁波レーダ

高深度・高精細・多機能

自動感度（ゲイン）補正機能 ボタンひとつで見易く正確な比誘電率が分からなくても問題ありません。
再生時、自動で正確なかぶり厚を算出し含水率の影響がない優れた精度で深度を補正します。

測定中や再生時に自動で感度調整が一瞬に行え、理想的な探査画像が得られます。

2019年1月に大型無償バージョンアップ！

探査深度 40cm→60cm に！

新たな次元の探査深度！SIR-EZ XTからはじまります。
40cm以上の箇所は旧 ノイズく不鮮明…

-20°C～40°C※このカタログに記載の仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

NETIS登録番号 CB-160009-A

自動深度補正機能 簡単深度補正機能

約300g（アンテナのみ）、約750g（ケーブル込み）

IP65

NETIS
国土交通省 新技術情報提供システム

まるで透視！金属・非金属・配線・空洞・厚みまで視える

約7.5（H）×9.6（W）×9.6（D）cm

FCC、RSS、RoHS、CE

無 バージョンアップ
償 により高深度にマルチな用途に新 ver1.4.5 ～壁際約4cmまで探査可能

キューブアンテナでの探査

登録

測定深度範囲探査位置

ン

高解像度スクリーンSIR-EZ XT

車高が可能！
オプショ

空隙探査（ジャンカ・クラック・ひび）

型式

重量

狭所探査

修復計画のためのコンクリート状態把握

仕様（SIR-EZ XT 本体）

探査深度

能！

ン

漏れ・湧き水橋梁、壁、塔、トンネル、ベランダ、ガレージ、デッキ、アスファルト舗装厚（道路）、ブロック塀

周波数

オプショ

約エクステンションポール

新 約 60cm付近の鉄筋を確認！
条件によっては約70 〜80cmの探査も可能

鉄筋バージョンアップは無償でサポート

いつまでも進化をし続ける「唯一」の探査機です。

www.key-t.co.jp
KEYTEC

東京オフィス
関西オフィス

手元操作ボタン

検索

TEL 03-5534-8881 FAX 03-5534-8883
TEL 078-200-5217 FAX 078-200-5227

壁・天井・床の探査が容易に！

より深い位置の鉄筋を探査可能に「あらゆる現場」に対応できるモデルです。高深度・高精細・多機能マルチな用途にご利用ください。
ソフトウエアとハードウエアのバージョンアップを可能にした世界初のコンクリート探査機。

探査深度：60cm

比誘電率設定範囲：2~20

荒い路面も測定簡単

車高8mm（アンテナ底面と測定面）

活電線の探知も可能！※オプション

壁際 約7.5cmまで探査可能にハンドルの取り外しが可能！

超小型アンテナで壁際4cm まで探査！※オプション

現場でも使用可能な操作ボタン付き！

高精度、高精細な波形データを取得可能！

画面一体型のSIR-EZ XTは現場の強い味方
現場でも使用しやすい設計（IP65）

ダブル筋、千鳥筋も鮮明に探査！多重反射大幅低減！
ズーム機能が標準搭載で、波形をさらに見易く表示

操作ボタン

ズーム１

ズーム２

3D探査モードで3D可視化！ー標準機能

金属以外の非金属管、空洞、厚み探査も可能！

鉄筋以外の非金属管（CD管などの電線管/塩ビ管）
や空洞・クラック、厚みの探査も可能！

100x100cmは約４分で探査完了！
複雑な配筋、配線も3D探査で解決！
※測定時に付属のグリッドシートを利用します。

非金属管

電線平行ビニール線

W筋

空洞・水平クラック

タッチパネル壁厚※ズーム機能は４段階！1/2、1、２、４倍から選択可能

鋼管（配線管）3段配筋、壁厚、電源BOXの探査例
図解

探査ライン
波形解説

オプション

３D 測定

電線管

前方約4cmまで探査可能

SIR-EZ XTのハンドルを付け替えるだけで、超小型アンテナに変身！

鉄筋

電源 BOX の電流を探知
AC Line Trac

壁厚

※オプション

電源 BOX

オプション

超小型「キューブアンテナ」

狭所、入隅、壁際、円柱構造物の探査に！

電線管

鉄筋

デッキプレート

高さ
約7.5ｃｍ

壁の深さが途中で変わっている。

電源 BOX

電線管判別ユニット「AC Line Trac」

約

鉄筋直下の活電線探査に威力を発揮！

オプションユニットAC Line Tracは、SIR-EZ XTの前部に取り付けることにより、活電線（電流が流れている電線）を即時に探査可能に!

4cm

幅約9.6ｃｍ

タイヤ（エンコーダ）の位置を変更可能

電磁波レーダ法の波形では、活電線が見える！
鉄筋下の活電線も見える

測定対象・条件について活電線を感知し、判別が簡単に！

サイドカーモード

鉄筋の下にある電波の中心位置
約4cm

重量300g

約

キューブアンテナならここまで分かる！
ノーマルモード

鉄筋2，300MHｚ

今まで探査できなかった場所も探査可能に

鉄板下も見える

鉄筋下のCD管探査は判別が困難！

周波数

奥行き約9.6ｃｍ

I桁の探査も！
PC鋼材

鉄筋
活電線

コンクリート

活電線であること/かぶり厚25cm以内（1Aの場合）/交流/探査距離約10cm以上※電気が流れていない、直流、火災報知器などは探査できません。
※探査距離が短すぎる場合、深い位置にある電線管なども探査が難しい場合があります。

鉄板

クロススキャンモード

サイドカーモードで円柱構造物の探査も可能に