風向風速測定装置

KADEC Rシリーズ

Type-KAZE2
取扱説明書

ノースワン株式会社

はじめに

このたびは、風向風速測定装置「KADEC R-KAZE2」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
「KADEC Rシリーズは、従来機で培った性能をさらに高め、TRON OSにより徹底した低消費動作化をはかり、内蔵電池のみで約３００日間以上の連続測定動作（※1）、 及び－25～80℃で動作と精度を実現した耐環境性に優れた記録装置です。
また、 「KADEC R-KAZE2」 （以降KAZE2）は汎用アナログ入力（切替式）を２チャンネル持ち、各チャンネ
ル毎に係数変換機能を設ることで、電圧等の測定値を温度等の物理量に変換して記録できます。
データ回収はカードスロットにＳＤカードを挿入するだけで自動でデータをSDカードに転送します。
※１：測定インターバルにより変動します。

－－－目次－－－
１ 各部の名称と機能
２ KADEC R-KAZE2の設定について
３ センサの接続
４ 操作方法５ データファイルについて
６ ＬＣＤ表示の意味と操作
７ 電池
８ プレタイマーについて
９ センサー電源端子について
１０ 風の測定方法について
１１ 別売りオプション
１２ 仕様
１３ 外形寸法・・・・・２・・・・・３・・・・・１０・・・・・１８・・・・・２２・・・・・２３
・・・・・２６
・・・・・２９・・・・・３０・・・・・３０・・・・・３１・・・・・３３
・・・・・３４

ご注意及びお願い※ 本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。
※ 本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。
※ 本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。
※ 運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。
※ 弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
※ 本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。
ノースワン株式会社〒007-0862 北海道札幌市東区伏古２条５丁目1-１8
TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835
https://www.north-one.net/

改定日 Rev1.9 2023年03月24日-1-

１ 各部の名称と機能North one
2000mAh 3.6V

North one
2000mAh 3.6V

North one
2000mAh 3.6V

North one
2000mAh 3.6V

North one
2000mAh 3.6V

North one
2000mAh 3.6V

U P E R
NorthS one
2000mAh 3.6V

U P E R
NorthS one
2000mAh 3.6V

動作用電池

カード回収電池
MainBatteryの下に格納されています

LCD表示器カードスロット
状態表示
ＬＥＤ

測定スイッチ
操作キー

外部電源入力

入力選択ｽｲｯﾁ

RS232C端子風センサー入力

センサー電源

接点端子

アナログ入力
警報端子
アース端子

ケーブル
グランド

動作用電池

カード回収電池
カードスロット
測定スイッチ
操作キー
入力選択ｽｲｯﾁ
風ｾﾝｻｰ入力
センサー電源
アナログ入力警報端子
アース端子
LCD表示器
状態表示LED
外部電源入力RS232C端子
接点端子
ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ

：測定用動作電池です。専用リチウム電池パック「NRH-B06-CR2400」またはCR123A用電池ホルダ「KDC-B01-U21」（オプション）を付属のビスで接続します。
「MainBatｔery」と「SubBatｔery」があり、内部で並列に接続されています。
：カードによるデータ回収に使用する電池で、動作電池の下にあります。
動作用電池とは独立していますので、カード回収電池が消耗しても測定動作に影響はありません。
：データ回収用ＳＤカードを差込むスロットです。SDカードを挿入すると自動で最新データファイルをCSV形式で転送します。
：RECで測定開始、STOPで測定終了します。電源スイッチではありません。
：UP、DOWN、ENTERキーの３キーで、記録計の各種設定を行います。
：接続するセンサーに合わせて、各チャンネル毎に設定してください。
：風向風速センサーを接続します。
：DC10V-10mAの電源供給端子です。
：アナログ出力のセンサを接続します。
：電圧出力端子で、設定した警報値を超えるとONします。
：ケーブルのシールド線を接地する場合に使用して下さい。
：バックライトにより夜間でも視認可能な16文字×2行の表示器です。
：「Access」ＳＤカードにアクセス中に赤LEDが点灯します。
「Status」記録計の動作中に緑LEDが点灯します。
：記録計の動作電源を外部から供給する端子です。電圧範囲はDC12V～DC24Vです。
：PCやその他の外部機器との通信用端子です。
：外部電源が必要なセンサーの電源を測定インターバルのタイミングに合わせて、設定したプレ時間
でＯＮ／ＯＦＦします。
：センサーや電源ケーブルを挿入し、締付けることにより粉塵・水の侵入を防ぎます。
挿入可能なケーブル径は４．５ｍｍ～７．５ｍｍです。

-2-

２ KADEC R-KAZE2 設定について
R-KAZE2の各種設定は「UP」「DOWN」「ENTER」の３つの操作キー、記録動作の開始と終了は「測定スイッ
チ」、記録データの回収はSDカードで行います。
R-KAZE2は電源のON/OFFスイッチを設けていません。動作用電池を装着すると電源が入り、90秒間操作が行われない場合は、電池の節約の為に自動でLCD表示器を消灯させて待機状態に入ります。
待機状態で、「UP」「DOWN」「ENTER」「測定スイッチ」の操作ないしSDカードの挿入を検出すると待機状態から復帰してLCD表示器が点灯します。
各種設定の確認と変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作して、LCD表示器上に目的の設定メニューを表示させて、[ENTER]キーで選択決定します。
設定メニューの詳細は、「６ LCD表示の意味と操作」を参照してください。
※記録中でも各種の設定変更は可能ですが、変更する内容によっては記録の途中から変更内容が反映されますので、設定を変更する際は十分注意して下さい。
R-KAZE2は風向風速計測用の記録計ですが、アナログ入力を2ﾁｬﾝﾈﾙ有しており、風向風速センサーの他、白金測温抵抗体、電圧出力、電流出力などの様々なセンサーを接続する事が可能で、風向風速計測に加えて、温度、気圧などのセンサーも接続できます。
また2ﾁｬﾝﾈﾙ別々に測定値ＸにａＸ＋ｂの１次変換が行えますので、アンプ付きの電圧・電流出力の水位計や気圧計などの出力を、水位や気圧といった物理量に換算して記録する事が出来ます。
R-KAZE2はこれらの機能を実現するために、入力選択ｽｲｯﾁ（DIP-SW)でハードウェア的に入力回路の切替、入力モード選択（ LCD表示の「Mode」）をソフトウェア的に行なっています。
計測の前に、各センサーの出力信号に合わせた設定をR-KAZE2に行う必要があります。

-3-

2-1 入力選択スイッチの設定
白金測温抵抗体、電圧、電流、抵抗出力などのアナログ信号出力センサーはCh1、Ch2に接続します。
Cｈ1、Cｈ2のアナログ入力チャンネルは、使用するセンサーに合わせて、入力選択ｽｲｯﾁを設定する必要があります。
R-KAZE2内部には、白金測温抵抗体、電圧、電流、抵抗値の個々のセンサーに合わせた信号入力回路を内蔵しており、入力選択ｽｲｯﾁで内部の信号入力回路を、使用するセンサーに適合させます。
入力選択ｽｲｯﾁを正しく設定しないと、電圧出力のセンサーを白金測温抵抗体用の信号入力回路に接続するといった具合に、センサー出力と入力回路の不整合がR-KAZE2内部で起こり、正しい値を記録できませんのでご注意ください。
SW1はCh1（アナログ入力1）、SW2はCh2（アナログ入力2）に割当られ、スイッチの設定は同じです。

○電圧入力○電圧入力（2/5分圧入力）

入力選択SW 電圧
OFF OFF ON
12
3

ON OFF OFF OFF OFF
4
5
6
7
8

○電流入力

入力選択SW 分圧器
OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
1
2
3
4
5
6
7
8

○白金測温抵抗体入力

入力選択SW PT

入力選択SW 電流
OFF OFF ON
1
2
3

ON
4

ON
5

ON OFF OFF
678○抵抗入力（サーミスタ）

入力選択SW サーミスタ
ON OFF ON
1
2
3

ON OFF OFF ON OFF
4
5
6
7
8

-4-

ON
1

ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
2
3
4
5
6
7
8

2-2 入力モードの設定
R-KAZE2は風向風速、アナログ入力１、アナログ入力２の入力があり、風向風速の入力チャンネルは、風
記録の有無を、チャンネル１、２は記録要素とフォーマットを設定します。
別メニューで以下の設定を行って下さい。
・標準、弱風、３杯の種類の設定
・16方位記録、角度記録の設定
・１次変換係数（aX+b）の設定：2-3 風向風速センサーの機種設定：2-4 風向記録方式の設定：2-5 １次変換係数（aX+b）の設定

2-2-1 風向風速の記録設定
ＬＣＤメニューから「Mode」を選択して、平均風速/風向、最大瞬間風速/風向/起時、最大移動平均風速/
風向/起時、瞬時風速/風向の記録の有無を設定します。
記録する場合は「Enable」、記録しない場合は「Disable」に設定します。

は記録計の各操作ボタンを表す。

-5-

2-2-2 アナログ入力の設定
ＬＣＤメニューから「Mode」を選択して、アナログ入力１、２の記録要素とフォーマットを設定します。

LCD表示
センサー種別センサー種別 記録書式 単位
Volt****.*mV 電圧
TempV****.*℃ 温度 電圧出力
TempV***.**℃ 温度 電圧出力
TempPt***.**℃ 温度 白金測温抵抗体Pt100Ω
TempTh****.*℃ 温度 サーミスタ 0℃/6KΩ
Hum****.*％ 湿度 電圧出力Res***.**kΩ 抵抗Res**.***kΩ 抵抗Res*.****kΩ 抵抗
Current**.***mA 電流
Water***.**m 水位
Water**.***m 水位
Strain
*****
uE 歪
Press
****.*hPa 気圧 電圧出力
Snow
*****
cm 積雪
Format*.****
Format**.***
Format***.**
Format****.*
Format*****Disable------ 未記録-6-

2-3 風向風速センサーの機種設定
ＬＣＤメニューから「Wind Sensor」を選択して、接続するセンサーの種類を設定して下さい。

LCD表示
05103
05305
KC011

名称
標準
弱風
３杯

説明
KDC-S04（ヤング社Model05103）を使用時
KDC-S04-05305（ヤング社Model05305）を使用時
光進電気製３杯風速計KC011を使用時

2-4 風向記録方式の設定
ＬＣＤメニューから「Direction Mode」を選択して、風向記録の16方位記録、角度記録、記録無しを設定して
下さい。

LCD表示
説明
360° 風向を角度で記録する
NNW 風向を16方位で記録する
Disable 風向を記録しない-7-

2-5 1次変換係数（aX+b）の設定
ＬＣＤメニューから「Analog1」 「Analog2」を選択して、アナログ入力１、２に対して１次変換係数「a」「b」を設定して下さい。
１次変換係数「a」「b」はそれぞれ独立していますので、アナログ入力１、２に違う種類のセンサーを接続する事が可能です。
１次変換係数「a」「b」を適切に設定する事で電圧値（mV）や電流値（mA）の直読値から、温度、気圧などの物
理量への変換が可能になります。
例１ 温度-50℃～+50℃で0-1V出力の電圧出力センサーを使用した場合。
電圧値をX 温度をYとするとY = aX + b
1次変換式の係数を、a=0.1 b=-50に設定すると、出力電圧が500.0mVの場合(R-KAZEでは電圧の単位はmVで扱いますので1V=1000.0mVになります。)

Y = 0.1X - 50
Y = 0.1×500 - 50＝0（℃）
1次変換式の係数を、a=+1.000000 b=+0.000000に設定するとaX+bの１次変換機能が無効になります。

-8-

2-6 平均化の設定
ＬＣＤメニューから「Average」を選択して、平均化機能の有無、平均化する時間を設定して下さい。
記録値の安定化や水位計使用時の波消しなどに使用します。
平均化を行う時間は、5秒～30秒まで5秒ステップで、アナログ入力１、２のチャンネルに共通です。
設定した平均化時間の間は、1秒毎に値を取込み平均化処理を行います。
※：記録インターバルよりも平均化時間を長く設定した場合には、移動平均で平均値を計算しますので1秒イ
ンターバル記録で平均化時間30秒といった設定も可能です。
※：平均化処理の間は低消費電力状態（スリープ状態）には入らず動作を継続しますので、電池寿命に大きく影響します。

-9-

３ センサーの接続
3-1 風向風速センサーの接続
KAZE2と風向風速センサーKDC-S04、KDC-S04-05305（Young社 05103-16B及び05305）の接続は、風向
風速センサー部でアースが取れる場合と、取れない場合で記録計側の配線が変わります。それぞれ以下の配線図を参照して接続してください。※1
信号ケーブルにはノイズに強いシールド線付きツイストペアケーブルを使用してください。
風向風速センサと記録計の距離が離れている場合は、ノイズ対策用に各芯シールドタイプ（特注）のケーブルの使用が必要な場合があります。
接続後、記録計の入力モニタ機能で値を確認して下さい。
※1：3-1-3 静電気についてを参照して下さい。

センサー側
端子名称
WS SIGWS REF
WD SIG
WD EXCWD REF
EARTH GND

配線色
緑
緑白
黒
黒白
赤
赤白
黒（太）

記録計側
端子名称
WS SIGWS REF
WD SIGWD REF
WD EXCWD REFSHIELD

備考P
P
P
S

P：ツイストペア S：シールド線

センサー側
端子名称
WS SIGWS REF
WD SIG
WD EXCWD REF
EARTH GND

配線色
緑
緑白
黒
黒白
赤
赤白
黒（太）

記録計側
端子名称
WS SIGWS REF
WD SIGWD REF
WD EXCWD REF

P：ツイストペア S：シールド線

-10-

備考
P
P
P
S

3-1-1 設置場所
樹木や建物などの他の構造物によって、風が渦をまくような場所では、風向風速の測定に影響します。一般的には、近くにある樹木や構造物からその高さの10倍以上の距離を置いて設置します。
世界気象機構（Ｗ.Ｍ.Ｏ）では、地上１０ｍでの観測を標準としています。
3-1-2 方位の調整
風向は、設置の時に真北に風向風速センサーのNマークを合わせないと、風向がずれたまま表示、計測されてしまいます。このずれはそのまま風向の誤差になります。
磁石（コンパス）を使って方位を測定する場合は、その土地の偏角を考慮して下さい。コンパスの北（磁北）は
稚内では約-10度、東京では-7度、沖縄では-5度西にずれています。
風向風速センサーを設置するときは、方位を確認する側と、風向風速センサーを取り付ける側の２人で行なう方が良いでしょう。
3-1-3 静電気について
冬季間や湿度が低く静電気が発生しやすい環境下においては、風向風速センサーと空気中の粒子などとの摩擦で静電気が発生して帯電します。帯電した静電気はやがて放電しますが、アース処理がなされていな
い場合は、逃げ場のなくなった静電気が電気的に接続された記録計に向かって流れます。記録計に繰返し
静電気が放電し続けると、最悪の場合は記録計の電子部品の破損に至ります。これを避けるためには風速計に帯電した静電気を逃がす経路を作る事が必要です。
雷や静電気などから機器を守るために、Ｄ種接地（旧第３種接地：対地抵抗１００Ω以下）を必ず行ってください。
①風向風速センサーのポスト部分を利用する方法（風向風速センサー側でアースを取る場合）
風向風速センサーのポスト部は導通性のあるプラスチックで出来ていますので、アースされた金属ポールに
風向風速センサーのポストを接続して固定することで、風向風速センサーのアース処理が可能です。
ポストを固定するポール部分が塗装されていたり、ポストとポールの径を合わせる為にテープ等を巻くとアースが取れなくなりますので注意して下さい。
②端子ボックス内のアース端子を利用する方法（風向風速センサー側でアースを取る場合）
端子ボックス内の「EARTH」端子は、風向風速センサーのポスト部につながっています、この端子を利用して風向風速セ
ンサーのアース処理が可能です。

ノーズコーン
端子ボックス③記録計のEARTH端子を利用する方法（風向風速セン
サー側でアースが取れない場合）
風向風速計の端子ボックスの「EARTH」端子にはセンサー
ケーブルのシールド線（黒（太））を接続します。
シールド線は記録計のアース端子を利用して、記録計の信号入口側でアース処理を行って下さい。
この場合は記録計の「SHIELD」端子にセンサーケーブルのシールド線（黒（太））は接続しなくても構いません。
この方法は上記①②の方法でアースが取れない場合に限り採用して下さい。

-11-

バンドクランプ
方位リング
φ34ｍｍポールポスト

3-2 アナログ出力センサー○電圧出力センサー• 出力０～±２Ｖ• センサー電源制御無し• 入力選択SW 電圧

入力選択SW 電圧
OFF OFF ON
12
3

ON OFF OFF OFF OFF
4
5
6
7
8

○電圧出力センサー• 出力０～±２Ｖ• センサー電源制御有り• 入力選択SW 電圧-12-○電圧出力センサー• 出力０～±５Ｖ• センサー電源制御なし• 入力選択SW 分圧器（内蔵分圧器は２/５に分圧）入力選択SW 分圧器
OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF
1
2
3
4
5
6
7
8

○電圧出力センサー• 出力０～±５Ｖ• センサー電源制御有り• 入力選択SW 分圧器（内蔵分圧器は２/５に分圧）-13-○電流出力センサー• 出力０～２０ｍA、４～２０ｍＡ• センサー電源制御有り• 入力選択SW 電流

入力選択SW 電流
OFF OFF ON
1
2
3

ON
4

ON
5

ON OFF OFF
678○電流出力センサー２線式• 出力４～２０ｍＡ• センサー電源制御有り• 入力選択SW 電流-14-○白金測温抵抗体 PT• 3線式 PT100Ω

入力選択SW PT
ON
1ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
2
3
4
5
6
7
8

○サーミスタ• 0℃/6KΩ

入力選択SW サーミスタ
ON OFF ON
1
2
3

ON OFF OFF ON OFF
4
5
6
7
8

-15-

3-3 温湿度計 HMP155Dの接続
3-3-1 配線
Vaisala社製の温度・湿度計 HMP155Dの配線を以下に示します。
Ch1：PT100Ω（温度）、Ch2：湿度（電圧）の接続例です。

3-3-2 入力選択スイッチの設定
Ch1をPT100Ω、Ch2を電圧に設定します。

SW1：Ch1 PT100Ω

SW2：Ch2 電圧

入力選択SW PT

入力選択SW 電圧

ON
1

OFF OFF ON
12
3

ON OFF ON OFF OFF OFF OFF
2
3
4
5
6
7
8

-16-

ON OFF OFF OFF OFF
4
5
6
7
8

3-3-3 アナログ入力の設定
アナログ入力１をPT100Ω温度（単位℃）、アナログ入力２を湿度（単位％）に設定します。
ＬＣＤメニューから「Mode」を選択して、アナログ入力１とアナログ入力２の記録要素とフォーマットを設定します。
アナログ入力１：TempPt ***.**℃
アナログ入力２：Hum****.*％

3-3-4 １次変換係数（aX+b）の設定
ＬＣＤメニューから「Analog1」 「Analog2」を選択して、アナログ入力１、２に対して１次変換係数「a」「b」を設定します。
アナログ入力１：a=+1.000000 b=+0.000000
アナログ入力２：a=+0.100000 b=+0.000000

3-3-4 センサー電源の設定
ＬＣＤメニューから「Sensor Power」を選択して、センサー電源端子からHMP155Dへ供給する電源のタイミン
グを５秒に設定します。
HMP155Dの湿度出力が確定するのに要する時間は、電源供給開始から５秒です。

Sensor Power：5sec-17-

４ 操作方法
操作キーを押すと消えていたLCD表示器に電源が入り、各種メッセージを表示します。[UP]または[DOWN]
キーを操作して設定メニューを選択し、決定は[ENTER]キーを押します。
設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。設定メ
ニューの詳細は、「６ ＬＣＤ表示の意味と操作」を参照してください。
※測定中でもメニュー操作で設定変更が可能です。
※キー操作が90秒以上ないときは、節電の為LCD表示を自動的にOFFします。
4-1 各種設定の確認
KAZE2の測定開始前に下記項目を確認し、必要に応じて設定を変更して下さい。
・Date （日付）・Time （時刻）・Interval （測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ）
・Preset Timer（ﾌﾟﾚﾀｲﾏｰ)
・Sensor Power (ｾﾝｻｰ電源)
・After Start (ｱﾌﾀｰｽﾀｰﾄ)：日付が正しいか確認してください。
：時間が正しいか確認してください。
：設定値を確認して下さい。
：接点端子でセンサー電源を制御する場合は設定を確認して下さい。
：電源端子からセンサー電源を供給する場合は設定を確認して下さい。
：使用する場合は年月時分を確認して下さい。
：使用しない場合は 00/00 00:00を確認して下さい。
・Mode（入力ﾓｰﾄﾞ）：設定値を確認して下さい。
・Wind Sensor（ｾﾝｻｰ切替ﾞ）：設定値を確認して下さい。
・Direction Mode（記録方位切替ﾞ） ：設定値を確認して下さい。
・Analog（係数）：設定値を確認して下さい。
・Average（平均化）：設定値を確認して下さい。
・Monitor（入力ﾓﾆﾀ）：現在の測定値をLCDに表示します。記録を開始する前に必ず確認して下さい。
・Alarm（警報値）：接点端子を使用する場合は設定値を確認して下さい。
・BATT（電池残量）：電池を交換した際は電池残量をリセットしてください。 ※1・Auto Download（自動ﾃﾞｰﾀ転送） ：SDカードに記録しながら測定する場合は設定を確認して下さい。

※1：リメインの操作は「7-2 電池残量のリセット」を参照して下さい。

4-2 測定開始および終了
測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始、[STOP]にすると測定終了します。

-18-

4-3 データ回収
KADEC-Rシリーズは本体に97280データ分の記録メモリを持っていて、記録データの回収はSDカードで行います。
データ回収時に、97280データ全て回収する方法と、未回収の部分のみデータ回収する、２つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼び記録計のＬＣＤ表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます、以下にその違いを説明します。
4-3-1 全データ回収 「ALL」
記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。「ALL」でデータ回収をおこなえば、未回収記録データと過去の記録データを含め記録計内部の全てのデータを回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータを紛失した場合など全てのデータを回収したい時に使用します。
4-3-2 最新データ回収 「NEW」
前回回収した記録データの次の記録データから、現在までの未回収データを回収します。未回収データだ
けを回収しますので短時間で回収動作が完了します。

記録計内部メモリ ９７２８０データ

記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。（メモリスクロール方式）

過去の記録データ

未回収の記録データ「NEW」
最新データ回収
最新データ

前回データ回収
「ALL」
全データ回収-19-

過去の記録データ

4-3-3 ＳＤカードによるデータ回収方法○最新データ回収 方法１①カードスロットにＳＤカードを挿入します。「カチッ」と音がするまで挿入してください。
②｢Ｃａｒｄ ＤｏｗｎＬｏａｄ｣メニューに進行バーが表示され、自動で最新データを内部メモリからＳＤカードへ転送を始めます。「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが赤色に点灯します。
③この時、内部メモリに最新記録データがない場合｢Ｎｏ Ｄａｔａ｣と表示されます。
④進行バーが１００％になり、 「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが消灯します。
⑤最新データ回収が正常に完了すると｢Ｌｏａｄ Ｆｉｎｉｓｈｅｄと表示しますので、ＳＤカードを軽くプッシュして、カードスロットからＳＤカードを取り外してください。
○最新データ回収 方法２①カードスロットにＳＤカードが挿入済の場合のみ実行可能です。
②｢ＵＰ｣もしくは「ＤＯＷＮ」キーを操作し、 ｢Ｃａｒｄ ＤｏｗｎＬｏａｄ｣メニューを表示させます。
③「ＥＮＴＥＲ｣キーを押し「ＮＥＷ」を点滅させ、もう一度「ＥＮＴＥＲ」キーを押します。
④進行バーが表示され、自動で最新データを内部メモリからＳＤカードへ転送を始めます。
「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが赤色に点灯します。
⑤この時、内部メモリに最新記録データがない場合｢Ｎｏ Ｄａｔａ｣と表示されます。
⑥進行バーが１００％になり、 「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが消灯します。
⑦最新データ回収が正常に完了すると｢Ｌｏａｄ Ｆｉｎｉｓｈｅｄ｣と表示しますので、必要に応じてカードスロットからＳＤカードを取り外してください。
○全データ回収 方法１①カードスロットにＳＤカードを挿入します。「カチッ」と音がするまで挿入してください。
②｢Ｃａｒｄ ＤｏｗｎＬｏａｄ｣メニューに進行バーが表示され、自動で最新データを内部メモリからＳＤカードへ転送を始めます。「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが赤色に点灯します。
③この時、内部メモリに最新記録データがない場合｢Ｎｏ Ｄａｔａ｣と表示されます。
④進行バーが１００％になり、 「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが消灯します。
⑤最新データ回収が正常に完了すると｢Ｌｏａｄ Ｆｉｎｉｓｈｅｄと表示されますが、そのまま「ＥＮＴＥＲ」キーを押してください。 ｢Ｎｏ Ｄａｔａ｣の場合も同様です。
⑥「Ａｌｌ」、「ＮＥＷ」が表示されます。「ＵＰ」キーで「Ａｌｌ」を点滅させ、「ＥＮＴＥＲ」キーを押してください。
⑦進行バーが表示され、全データを内部メモリからＳＤカードへ転送を始めます。
「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが赤色に点灯します。全データ回収にかかる時間は、約９０秒です。
⑧全データ回収が正常に完了すると｢Ｌｏａｄ Ｆｉｎｉｓｈｅｄ｣と表示しますので、必要に応じてカードスロットからＳＤカードを取り外してください。
○全データ回収 方法２①カードスロットにＳＤカードが挿入済の場合のみ実行可能です。
②｢ＵＰ｣もしくは「ＤＯＷＮ」キーを操作し、 ｢Ｃａｒｄ ＤｏｗｎＬｏａｄ｣メニューを表示させます。
③「ＥＮＴＥＲ｣キーを押し「Ａｌｌ」を点滅させ、もう一度「ＥＮＴＥＲ」キーを押します。
④進行バーが表示され、全データを内部メモリからＳＤカードへ転送を始めます。
「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが赤色に点灯します。
⑤進行バーが１００％になり、 「Ａｃｃｅｓｓ」ＬＥＤが消灯します。
⑥全データ回収が正常に完了すると｢Ｌｏａｄ Ｆｉｎｉｓｈｅｄ｣と表示しますので、必要に応じてカードスロットからＳＤカードを取り外してください。

-20-

4-3-4 自動データ回収機能
自動データ回収機能（Ａｕｔｏ DownLoad）は、記録計の内部メモリから最新記録データを自動的にＳＤカードに転送する機能です。記録計の内部メモリに最新記録データが半分（４８６４０個）またはフル（９７２８０個）になった時に、自動でＳＤカードにデータ転送が行われますので、メモリ容量を気にせず長期間連続測定が可能となります。例えば、2GBのＳＤカードを使用し、１秒インターバル・４チャンネル測定をした場合、約400日間の連続記録が可能です。
①測定を開始する前に、カードスロットにＳＤカードを差し込みます。
③メニュー項目の｢Auto Download｣を表示させて、[ENTER]キーを押します。
④[UP][DOWN]キーで｢Half Memory｣または｢Max Memory｣に合わせます。
⑤｢Change? Yes,No｣が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで｢Yes｣または｢No｣を選択 して[ENTER]キーを押します。
⑥測定スイッチをＲＥＣ側にしますと、測定を開始します。ＳＤカードを抜くときは、自動データ回収機能｢Auto Download｣をオフ｢OFF｣にし、｢Card Download］メニューを表示して 回収中ではないことを確認してください。

4-3-5 ＳＤカードの注意点について※ＳＤカードの容量が一杯になった場合も｢Error｣と表示されますので、別のＳＤカードに交換してください。
※自動データ回収での｢Max Memory｣の１データファイル容量は約７８５ＫＢ、｢Half Memory｣の１データ
ファイル容量約３９２ＫＢです。また、回収にかかる時間は｢MaxMemory｣で約90秒、｢Half Memory｣で約60秒です。
※自動データ回収時にＳＤカードの容量が一杯になった場合は、自動データ回収機能が自動的に｢OFF｣となり、自動データ回収されなくなります。記録計は測定を停止するまで記録し続けるので記録計の内部メモリ記憶容量を超えると回収していないデータを上書きしてしまいます。よって自動データ回収をおこなう場合はSDカードの容量とデータファイル数には十分注意してください。
※SDカードデータ回収中にキー操作が９０秒以上ない場合、ＬＣＤ表示が自動的に消えてしまいますが、 再度キーを押すと表示されますので[UP][DOWN]キーにて｢Card Download｣を表示して回収完了を確認してください。または、Accｅｓｓ LEDが点灯から消灯したことを確認してください。
※ＳＤカードデータ回収中に回収処理を中断したい場合は[ENTER]キーを押してください。｢Cancel｣と表示され回収処理を中断します。
※使用できるＳＤカード容量は最大で３２ＧＢです、これ以上の容量のカードは使用できません。
※市販されているＳＤカードは、多数のメーカー・品名のものがあり、全てのＳＤカードでの動作確認は出来ません。したがいまして付属のＳＤカード以外は動作保証を致しかねます。
※付属のＳＤカード以外のカードをご使用になる場合は、お客様自身でデータ回収の試験を行ってからご使用下さい。
ＬＣＤ表示器に表示されるカード関連のメッセージと意味は以下の通りです。
LCD表示
No CardBusy
Write Protect
Card Error 04
No Space 09
CA Error 12
CA Error 13
CA Battery Error
CancelNo Data

エラー内容と対処方法
カードが挿入されていません。
カードアクセス中。
カードがライトプロテクトされています。
カードに問題があります、カードを交換してください。
カードに書き込めるファイル容量を超えています。
カード書込み時の不良、ＳＤカードを交換しても改善しない場合は故障が疑われます。
カード書込み時の不良、ＳＤカードを交換しても改善しない場合は故障が疑われます。
カード回収用の電源異常です、電池（ＣＲ１２３Ａ）を確認してください。
カード回収中にEnterキーで中断されました。
最新データは記録されていません。

-21-

５ データファイルについて
KAZE2でSDカードに回収したデータファイルはCSV形式で保存されます。CSVファイルは、テキストエディタ
や表計算ソフト（EXCEL等）で直接閲覧・編集が可能です。
カード回収機能にてデータをSDカードに転送した後、本器からＳＤカードを取り出し、メモリカードリーダー等を利用しＰＣでファイルを参照します。
・データファイルの格納先は回収した年月のフォルダ名で構成され、その中にデータファイルを格納します。
・データファイル名は、シリアルナンバー・回収年月日・時刻で構成されています。
・回収毎に新しいデータファイルを作成します。
例）

-22-

６ ＬＣＤ表示の意味と操作
メニュー項目ROMバージョン
製造番号
日付
時刻
インターバルプレタイマー
センサー電源アフタースタート
通信速度
入力モード
センサー切替記録方位切替
係数
平均化
入力モニタ
警報値
記録データ
メモ
電池残量
標準設定
自動データ転送
データ回収
記録開始
記録終了

表示例
操作スイッチ
動作内容
R O M V e r s i o n[UP][DOWN]
表示のみ
R K A Z E 2 . 0
1 9 / 0 8
[ENTER]D a t e[UP][DOWN]
表示／変更
1 9 / 1 0 / 0 7[ENTER]T i m e[UP][DOWN]
表示／変更
1 5 : 2 4 : 3 0[ENTER]I n t e r v a l[UP][DOWN]
表示／変更
1 0 m i n
[ENTER]P r e s e t T i m e r[UP][DOWN]
表示／変更
O F F
[ENTER]S e n s o r P o w e r[UP][DOWN]
表示／変更
O F F
[ENTER]A f t e r S t a r t[UP][DOWN]
表示／変更
0 0 / 0 0 0 0 : 0 0[ENTER]C O M S p e e d[UP][DOWN]
表示／変更
3 8 4 0 0 b p s[ENTER]M o d e A v e r a g e[UP][DOWN]
表示／変更
D i s a b l e[ENTER]W i n d S e n s o r[UP][DOWN]
表示／変更
0 5 3 0 1
[ENTER]D i r e c t i o n M o d e[UP][DOWN]
表示／変更
N N W
[ENTER]A n a l o g 1 a X + b[UP][DOWN]
表示／変更a+ 1 . 0 0 0 0 0 0[ENTER]A v e r a g e[UP][DOWN]
表示／変更
O F F
[ENTER]M o n i t o r I n s t a n t[UP][DOWN]
表示のみ
N N E
0 . 0 m / s[ENTER]A l a r m 1 A v e r a g e[UP][DOWN]
表示／変更+ 9 9 9 9 9 9 9[ENTER]D a t a 0 3 - 1 5 : 0 2 : 5 8 [UP][DOWN]
表示のみ
I n s t a n t
C A L M
[ENTER]M e m o 1
[UP][DOWN]
表示／変更
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ENTER]B A T T
[UP][DOWN] 表示／残量ﾘｾｯﾄ[ ■■■■■■■■■■ ][ENTER]S t a n d a r d S e t t i n g [UP][DOWN]
変更のみ[ENTER]A u t o D o w n l o a d[UP][DOWN]
表示／変更
O F F
[ENTER]C a r d D o w n l o a d[UP][DOWN]
回収実行[ENTER]R e c o r d i n g
i n t e r v a l
R e c o r d i n g
C o u n t

s t a r t 測定スイッチ
1 0 m i n[REC]
S t o p
測定スイッチ0 0 0 1 0 0[STOP]

LCDの表示中に90秒間操作が無い場合は、省電力モードに移行してLCD表示をOFFします。
「UP」「DOWN」「ENTER」の操作ボタンを押すと、LCDがOFFする前のメニューから再開します。

-23-

6-1 項目別の操作
メニュー項目ROMバージョン
日付時刻

インターバルプレタイマー

アフタースタート

通信速度

入力モード

センサー切替記録方位切替係数確認と設定

入力モニタ
記録データ

操

作

方

法

① メニュー項目の「Date」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと年、月、日の順で点滅します。
③ 年月日の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Time」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。
③ 時分秒の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のインターバル時間に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② ②[UP][DOWN]キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。
③｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選③
択して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「After Start」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと月が点滅します。
③ 測定を開始したい月を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
④ 測定を開始したい日を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選⑥
択して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の通信速度に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Sensor」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のセンサーに合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Direction Mode」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで「360°」又は「NNW」に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Analog1 aX+b」を表示させ、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで係数ａ、ｂを選び、[ENTER]キーを押します。
④ [UP][DOWN]キーで係数ａ、ｂを桁ごとに設定して、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択⑤
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER]キーを押して、表示したいチャンネルを[UP]②[DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Data」を表示させます。
② 現在表示中データは最新の記録データです。
③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN]キーを押します。

-24-メニュー項目

メモ

電池残量

標準設定呼出自動データ転送

データ回収

操
作
方
法
① メニュー項目の「Memo」を表示させます。
② [ENTER]キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER]キーを押します。
③ メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。
④ １文字ずつ[UP][DOWN]キーを操作して、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択⑤
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「BATT」を表示させます。
② 内蔵バッテリの残量が表示します。
③ 動作電池残量をリセットするときは、[ENTER]キーを押します。
④ [UP][DOWN]キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER]キーを押します。
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または⑤「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。
① メニュー項目の「Standard Setting」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
① [UP][DOWN]キーで｢Half Memory｣または｢Max Memory｣に合わせます。
｢Change? Yes,No｣が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで｢Yes｣または｢No｣を選択して②[ENTER]キーを押します。
① カードスロットにＳＤカードを挿入します。
メニュー項目の｢Card Download｣を表示させ[ENTER]キーを押し、[UP][DOWN]キーで[All]ま② たは[New]を選択して[ENTER]キーを押します。[All]を選択すると全データ、[New]を選択す
ると最新データが回収されます。
③ 回収時間は記録データ数により異なります。
回収が正常に完了すると｢Load Finished｣と表示しますのでカードスロットからＳＤカード④
を抜きます。

-25-

７ 電池
7-1 動作電池の交換
記録計の動作用電池はＫＡＤＥＣ専用リチウム電池パック「NRH-B06-CR2400」で、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバでネジを外して下さい。
また、動作電池は「MainBatｔery」と「SubBatｔery」 の２箇所に取付が可能です。 「Main」と「Sub」内部で並列に接続されていますので、電池交換の際、空いている方に新品電池を装着してから古い電池を外すことにより測定動作を停止することなく電池交換が可能です「Main」と「Sub」の両方に動作用電池を取付ることにより、増設バッテリーとして計測可能期間を伸ばすことも可能です。また、オプションでＣＲ１２３Ａを搭載可能な電池ホルダ「ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１」もあります。

North one
2000mAh 3.6V

North one
2000mAh 3.6V
North one
2000mAh 3.6V

U P E R
NorthS one
2000mAh 3.6V！

電池パック取付ネジ※動作電池固定ネジを締める場合、強く締めすぎるとネジ固定部が破損する場合があります。緩めた時と同じ程度に締めて下さい。
※動作電池の取付けの方向は上記の通りです、電池交換時には向き（極性）に十分ご注意下さい。
※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。

7-2 電池残量のリセット
動作電池を交換後、メニュー項目の「ＢＡＴＴ ＴＹＰＥ ＳＥＬＥＣＴ」を表示させ、「ＵＰ」・「ＤＯＷＮ」キーで交換する電池の種別を選択、「ENTER」キーを押し、「ＢＡＴＴ ＲＭＩＮ ＲＥＳＥＴ？」で「ＹＥＳ」点滅させ、「ENTER」キーで動作電池残量メーターのリセットを必ず実行してください。
もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。
LCD１行目LCD２行目BATT TYPE SERECT

使用する動作電池を選択して下さい

電池容量

Ｂ０６

ＮＲＨ－Ｂ０６－ＣＲ２４００を１個

１８００ｍＡｈ

Ｂ０６ × ２

ＮＲＨ－Ｂ０６－ＣＲ２４００を２個

３６００ｍＡｈ

Ｂ０１

ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１を１個

９００ｍＡｈＢ０１ × ２

ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１を２個

１８００ｍＡｈ※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。

-26-

7-3 測定動作日数
KAZE2の電池動作日数は記録インターバルや接続するセンサーによって変化します。以下に標準的な動作日数を記載しますので設置時の参考にして下さい。記録計のメモリ容量は考慮していません。
・風向風速測定のみ（プレタイマー機能ＯＦＦ・アナログ測定ＯＦＦ）
インターバル
1秒
1分
10分
60分
インターバル
1秒
1分
10分
60分

NRH-B06-CR2400×1個
測定日数
測定月数
約30日
約1ヵ月
約147日
約4.9ヵ月
約157日
約5.2ヵ月約158日
約5.2ヵ月

NRH-B06-CR2400×2個
測定日数
測定月数
約60日
約2ヵ月
約295日
約9.8ヵ月約314日
約10.4ヵ月
約316日
約10.5ヵ月

NRH-B01-U21×1個
測定日数
測定月数
約15日
約0.5ヵ月
約73日
約2.4ヵ月
約78日
約2.6ヵ月
約79日
約2.6ヵ月

NRH-B01-U21×2個
測定日数
測定月数
約30日
約1ヵ月
約147日
約4.9ヵ月
約157日
約5.2ヵ月約158日
約5.2ヵ月・風向風速測定ＯＮ・アナログ測定ＯＮ時（プレタイマー機能ＯＦＦ）
インターバル
1秒
1分
10分
60分
インターバル
1秒
1分
10分
60分

NRH-B06-CR2400×1個
測定日数
測定月数
約3.1日
約105日
約3.5ヵ月
約150日
約5ヵ月
約157日
約5.2ヵ月

NRH-B06-Cr2400×2個
測定日数
測定月数
約6.1日
約210日
約7ヵ月
約301日
約10ヵ月
約314日
約10.4ヵ月

NRH-B01-U21×1個
測定日数
測定月数
約1.5日
約52日
約1.7ヵ月
約75日
約2.5ヵ月
約78日
約2.6ヵ月

NRH-B01-U21×2個
測定日数
測定月数
約3.1日
約105日
約3.5ヵ月
約150日
約5ヵ月
約157日
約5.2ヵ月・風向風速測定ＯＮ・温湿度計HMP155D（SensorPower 5秒設定）
インターバル
1秒
1分
10分
60分
インターバル
1秒
1分
10分
60分

NRH-B06-ＣＲ2400×1個
測定日数
測定月数
約2.3日
約50日
約1.6ヵ月
約132日
約4.4ヵ月約156日
約5.2ヵ月

NRH-B06-CR2400×2個
測定日数
測定月数
約4.6日
約100日
約3.3ヵ月
約265日
約8.8ヵ月約313日
約10.4ヵ月

NRH-B01-U21×1個
測定日数
測定月数
約1.1日
約25日
約0.8ヵ月
約66日
約2.2ヵ月
約78日
約2.6ヵ月

NRH-B01-U21×2個
測定日数
測定月数
約2.3日
約50日
約1.6ヵ月
約132日
約4.4ヵ月約156日
約5.2ヵ月-27-

7-4 カード回収用電池
ＳＤカードによる回収機能を動作させるための電池はＣＲ１２３Ａ（ＫＤＣ－Ｂ０７）です。
カード回収用電池は、「MainBatｔery」の下にあり、通常は見えません。
カード回収用電池が消耗すると、SDカードによるデータ回収機能が使用できなくなりますので、電池交換を行なってからＳＤカードの機能の操作を行ってください。
カード回収用電池は、ＳＤカードでのデータ回収動作などＳＤカードに関する動作において使用します。したがいまして、カード回収用電池が消耗しても、動作電池の残量が残っていれば、測定動作に影響はありません。
ＳＤカード用電池寿命は、全データ回収動作を約３００回程行うことが可能です。

＋

テープを上に引くと電池が外れます。
交換の際は故障の原因になりますので、電池の極性にご注意ください。

－

7-5 メモリ容量からの記録期間の算出

記録計内部の記録メモリ数は97280個で、1要素を記録する度に1記録メモリを消費します。下記の様に記
録期間の算出が可能です。
例）記録要素：平均風速/風向：最大瞬間風速/風向/起時：最大平均風速/風向/起時：瞬間風速/風向

（２要素）
（３要素）
（３要素）
（２要素）

測定インターバル１秒
式：９７２８０個÷（２＋３＋３＋２）要素÷３６００秒＝約２．７時間
記録メモリは、97280要素全て記録し終わると先頭の記録メモリに戻り、古い記録データから順番に上書き
していきます。
秒インターバルで記録時は、「AutoDｏｗｎLoad」機能の使用をお奨めします。

-28-

８ プレタイマーについて
プレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオン／オフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給すると、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリーが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの機器に、測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマー機能です。
8-1 リレー接点について
KAZE2 では 接点出力端子（X1、X2）の制御にリレー接点を1回路内蔵して、プレタイマーに連動して接点をON/OFF します。
プレタイマーの動作中はX1-X2 の端子がON状態になります。
プレタイマーを“0sec” に設定すると、測定インターバルと同時にリレー接点がONします。
プレタイマーを設定すると、インターバル時刻以外に、LCD 表示器がON している間も、リレー接点がＯＮします。
プレタイマーを“OFF” に設定すると、測定インターバル及びLCD 表示器が表示されている時でも、リレー接点はＯＮしません。
※プレタイマーの”OFF” と”0sec” の動作の違いにご注意ください。
※測定インターバルよりプレタイマーの設定時間を長く設定すると、常にリレー接点がON します。
※電源をON/OFF する機器の消費電流と接点出力端子X1-X2 の接点容量にご注意ください。
※接点容量DC30V/2A・リレー接点極性はありません。

-29-

９ センサー電源端子について
KAZE2 には、DC10V-10mAの電源供給端子を持っており、Vaisala社製の温湿度計（HMP155D）等のセンサーにKAZE2の測定インターバルに同期して電源供給する事が出来ます。
LCDメニューの「Sensor Power」で電源の供給時間を設定します。
OFF：電源をONしません。
０sec：測定インターバルと同時に電源をONして、測定終了時にOFFします。
1sec～30sec ：設定した秒数、測定インターバルの前から電源をONして、測定終了時にOFFします。
※”OFF” と”0sec” の動作の違いにご注意ください。
※測定インターバルより設定時間を長く設定すると、常に電源がONします。
※設定時間からKAZE2は動作状態になりますので、電池寿命にご注意ください。

１０ 風の測定方法について
風の各種記録モードと測定方法について説明します。
〇Average（平均風速・風向）・１０分未満のインターバルの時はインターバル間の平均風速と平均風向を記録します。
・１０分以上のインターバルの時は記録時刻の前10分間の平均風速と平均風向を記録します。
〇InstMAX（最大瞬間風速・風向・起時）
1秒毎にサンプリングした瞬時値の中で、インターバル間の最大風速、その時の風向、発生した時刻を記録します。
〇MeanMAX（最大平均風速・風向）
1秒毎に過去１０分間の移動平均風速を計算して、インターバル間の最大風速データ、その時の風向、発生した時刻を記録します。
〇Ｉｎｓｔａｎｔ（瞬間風速・風向）
記録時刻の風速、風向の瞬時値です。
※：平均を計算する記録モードでは、風向はベクトル平均風向、風速はスカラ平均風速になります。

-30-

１１ 別売りオプション
ＫＡＤＥＣ-Rシリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。

・リチウム電池パック
二酸化マンガンリチウム電池を２本並列に搭載した、ＫＡＤＥＣ２１・Ｒシリーズ専用のリチウム電池パックです。低温から高温まで安定した電圧供給を行えます。
従来品ＮＲＨ-Ｂ０６と同等の容量で使用可能です。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０６－ＣＲ２４００

・カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａは（二酸化マンガンリ
チウム電池）一般的に市販されている電池です。
この電池でＫＡＤＥＣ２１シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池（ＮＲＨ－Ｂ０６）に比べ約半となります。
※：ＣＲ１２３Ａの電池容量はメーカ毎に違いがあります。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１・ＡＣアダブタ １２Ｖ（トランスタイプ）
ＫＡＤＥＣ－Ｒシリーズを商用電源（AC１００
Ｖ）で使用する際に使用します。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０２－ＴＲ－□※：先端形状を指定してください。
※：Rシリーズは差込型ピン端子になります。
1：ＡＣプラグ（センターマイナス）
2：差込型ピン端子-31-

別売りオプション品 屋外設置用部材

型式：ＫＤＣ－Ｔ０３－ＢＲＦ２１０①屋外用ルーフ（付属品）
ボックス上部からの水分の浸み込みを防ぎ、ボック
ス内部に発生する結露を抑える事が出来ます。
長期に屋外にボックスを設置する際は、ルーフの使用を推奨します。

型式：ＫＤＣ－Ｔ０３－ＳＰ２１２１②ポール取付金具（別売）
クランプで単管パイプに取付できます。
単管パイプ以外に取付の際には、スリットを設けていますので、 １０ｍｍ幅のステンバンドを使用してください。
※ステンバンド・単管パイプは付属していません。

-32-

１２ 仕様
風速
風向風速

風向

専用ch

サンプリング
記録要素
白金測温抵抗体
Pt100Ω/0℃
サーミスタ温度計

相対湿度
入力1-2ch
切替
気圧

電圧

電流
アラート出力プレ出力

接点出力

測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
記録ﾃﾞｰﾀ

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ
通信機能
LCD表示器
LED
操作ｷｰ
標準機能

電源
搭載OS
動作環境
寸法/重量

検出方法
発信方式
測定範囲
0~100m/s
記録値±0.2m/s
検出方法
ポテンションメーター
測定範囲
0~355°
測定精度/分解能±1°
1秒
平均風速、平均風向、最大移動平均風速、最大移動平均風向、起時、
瞬時風速、瞬時風向、最大瞬間風速、最大瞬間風向、起時
測定範囲-200～200℃
分解能/精度
0.01℃ 0.2℃
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲-50℃~120℃ (JIS 6KΩ/0℃）
分解能/精度
0.1℃/0.3℃
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲
0~100％（0~1V）
分解能/精度
0.1％/0.1％FS
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値センサー供給電圧約10V
測定範囲
800~1100hPa
分解能/精度0.1hPa /0.1％FS
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値センサー供給電圧約10V
測定範囲
0～±2V（0～±5V）
分解能/精度0.1mV ±0.1％FS
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲
0～±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵
分解能/精度
1uA ±0.15% FS
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値※1

閾値超過による接点ON、閾値を下回ると接点OFF（測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ毎に判定） オープンドレイン
プレタイマーに連動、OFF、0～30秒、1～59分 DC30V-2A AC125V-0.5A

1,2,5,10,20,30秒 1,5,10,30分，1時間
記憶容量
97,280要素
使用ﾒﾓﾘ
不揮発生ﾒﾓﾘ(ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ不要)
ﾒﾓ機能
ﾒﾓ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ﾛｰﾏ字､ｶﾀｶﾅ､記号､英字
記録方式
ﾒﾓﾘｽｸﾛｰﾙ方式
ｶｰﾄﾞ種別SDｶｰﾄﾞ
記憶容量
32GB以下 FAT､FAT32対応
記録形式
CSVﾌｧｲﾙ
回収機能
手動操作及び自動ﾃﾞｰﾀ転送
通信方式
RS-232Cｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ（保守及び外部機器接続用）
16文字2行ｷｬﾗｸﾀLCD表示器(-20～70℃動作範囲)※-10℃以下では､表示がうすく表示ﾚｽﾎﾟﾝｽは多少低下します｡
Status(緑)ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ動作時､点灯
Access(赤)SDｶｰﾄﾞｱｸｾｽ時､点灯
押しﾎﾞﾀﾝｷｰ :3個(UP/DOWN/ENTER)
ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ:1個(REC/STOP) ※測定開始/終了ｽｲｯﾁ
ﾌﾟﾚﾀｲﾏｰ機能
記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、禁止､1～30秒､1～59分
指定した月日時分から測定動作が開始します｡(初期値はOFF)
ｱﾌﾀｰｽﾀｰﾄ機能
内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力
電池残量表示機能
消費電流
測定時動作電流:25mA(ｶｰﾄﾞ書込み時は除く)、ｽﾘｰﾌﾟ時電流:50μA
専用ﾘﾁｳﾑ電池ﾊﾟｯｸNRH-B06-CR2400×2、CR123A×2個(専用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ使用時)
動作電源
外部電源DC12～24V
ｶｰﾄﾞ用電源
CR123A×1個
I-TRON(ﾘｱﾙﾀｲﾑOS)採用により各機能が独立して動作-25℃～+80℃で精度保証
175W×175D×73H(mm)/1.2Kg(突起物含まず)※1：インターバル間の平均※2：センサ供給電源は除く

-33-

※2

１３．外形寸法

102

210

210

-34-

１３ 盤用取付寸法図

-35-

-36-