全天候型データ記録装置
Ｅメール式ひずみ8チャンネル入力装置

KADEC21－ST8－N2

取扱説明書

ノースワン株式会社

はじめに
このたびは、Ｅメール式全天候型ひずみ８チャンネル入力測定装置「ＫＡＤＥＣ２１－ＳＴ８－Ｎ２」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ＫＡＤＥＣ２１－ＳＴ８－Ｎ２は、ひずみ８チャンネルを測定するための専用器です。ストレインアンプ内蔵していますので、ブリッジ抵抗３５０Ωのロードセルタイプのひずみセン
サを直接入力することができます。外部にブリッジアダプタを接続することによってひずみゲージも接続できます。

－－－目次－－－
１.各部名称と機能
２.センサの接続
３.操作方法４.ＬＣＤ表示の意味と設定方法
５.電池
６.技術資料
７.別売オプション
８.仕様
９.外形寸法・・・・・３・・・・・４・・・・・５・・・・・６・・・・・９・・・・・１１・・・・・１４
・・・・・１５・・・・・１６

ご注意及びお願い※ 本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。
※ 本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。
※ 本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。
※ 運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。
※ 弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
※ 本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。

ノースワン株式会社〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835
http://www.north-one.net/

改定日 Rev1.7 2018年05月30日-2-

１．各部の名称と機能

センサ入力端子台
動作用電池
LCD表示器
外部同期端子
外部電源コネクタ：各種センサーを接続します。
：測定用動作電池です。
：記録値など各種の値を表示します。
：計測などのタイミング信号の入出力端子です。
：動作電源を外部から供給する端子です。記録計の電源電圧は、ＤＣ６～９Ｖの範囲です。
リセットスイッチ：強制リセットスイッチです。通常操作することはありませんが、予期しない動作時に使用します。
電源入出力端子：外部電源をオンオフするリレー接点出力およびDCDCコンバータも標準装備した電源で、温湿度計や気圧計などの９Ⅴ数ｍＡ程度で動作するセンサ等に内部電池から供給することもできます。（ただし、センサに電源を供給する場合、動作電池を２段にしてください。）
ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整つまみ ：LCD表示器のコントラストを調整します。通常は中央付近で最適な状態です。
測定スイッチ：測定開始と測定終了（待機状態）のスイッチです。
操作キー：UP、DOWN、ENTERキーの３キーで、記録計の各種設定を行います。
ＵＳＢコネクタ：USB-MINIBケーブルで接続しパソコンと通信を行います。
アンテナ端子：Eメール通信用の外部アンテナ（付属品）を接続します。
Eﾒｰﾙ通信用
電源コネクタ：Eﾒｰﾙ通信用の電源を接続するコネクタです。

-3-

２．センサーの接続方法
ＫＡＤＥＣ２１－ＳＴ８とひずみセンサの接続方法は次の配線図を参照して接続してください。センサケー
ブルはＳＣロックを通して各端子に接続します。接続後、正しく結線されているかどうかをメニューの入力モニタにして確認します。（「各設定および表示処理について」を参照）また、使用するセンサによっては配線の色が異なる場合が有りますので、センサの信号線の内容と同等の信号線を端子に接続してください。

２－２ 初期不平衡値（ゼロセット）
ＫＡＤＥＣ２１－ＳＴ８のひずみ入力は、出荷時にひずみ校正器によって調整した初期値を記録計に記録されています。しかし、ひずみセンサはオフセットなどのセンサゼロ点が取れているとは限りません。改めてオフ
セット（初期不平衡値）を確認する必要が有ります。オフセットを得る方法は、ＫＡＤＥＣ２１－ＳＴ８のメニューから[Zero Set]を選択して、物理的数値が、ゼロになる状態のとき、Zero Setを実行してください。このときのZero
Set値は、現在値を記録しセンサからの入力値から差し引いた値を表示および記録します。工場出荷時は、Ｚ
ｅｒｏ Ｓｅｔ機能はデフォルト（未使用）状態に設定されています。
２－３ ゼロ設定方法①メニュー項目の「Zero Set」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
②[UP][DOWN]キーで目的の[Zero]を選択して、[ENTER]キーを押します。
③「Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」 を選択して[ENTER]キーを押します。
２－４ ゼロセット機能 解除方法
①メニュー項目の「Zero Set」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
②[UP][DOWN]キーで目的の[Default]を選択して、[ENTER]キーを押します。
③「Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」 を選択して[ENTER]キーを押します。

-4-

３．操作方法
３－１．測定開始および終了
測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始します。[STOP]にすると測定終了（待機状態）となります。
＜標準設定状態＞
ＬＣＤ設定メニューの「Default Setting」を実行したときの、標準的な設定です。（４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照）
特にご指定がない場合、工場出荷時には標準的な設定で出荷しますが、出荷時に設定変更をご指定の場合は、 「Default Setting」を実行しても、工場出荷時の状態には戻りませんのでご注意下さい。
・測定インターバル
・プレタイマー・アフタースタート機能
・通信速度
・入力モード

：１０分
：ＯＦＦ
：ＯＦＦ
：３８４００ｂｐｓ：１ｃｈ＝ひずみ、２～８ｃｈ＝Disable（未使用）

３－２．記録計の設定
操作キーを押すとＬＣＤ表示器にメッセージが表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メ
ニューを選択し[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。
設定メニューの詳細は、４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照してください。
※測定中でも設定変更は可能です。
※キー操作が９０秒以上ないときは、ＬＣＤ表示は自動的に消えます。
※キー操作は、通信ソフトでも同様の操作ができます。
３－３．通信によるデータ回収
３－３－１．データ回収
パソコンに付属（弊社HPからダウンロード可）のUSBドライバをインストールしてください。ドライバインス
トール完了後、本機USBコネクタにUSB-MINIBタイプケーブルを差し込んで、パソコンに接続します。次に通信ソフトを起動して、データの回収や各設定操作を行ってください。
※データ回収や各設定操作は、測定中でも実行できます。
※USBのパソコンが割当てるCOMポート番号に、ご注意下さい。デバイスマネジャーにて確認・変更可能です。
３－３－２．ＫＡＤＥＣ２１通信ソフト
ＫＡＤＥＣ２１通信ソフトは、Windows98以降で動作し、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計と通信接続を行い記録されたデータの回収を行います。また、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計本体のＬＣＤとスイッチを画面上でモニターして、記録条件等の各種設定を遠隔操作することもできます。
回収データをパソコンに保存することができます。保存したデータは、圧縮されたバイナリファイルですが、
テキスト形式に変換し、表計算ソフト（エクセル）などで取り扱い可能なＣＳＶファイルを作成します。なお、
データ回収を行った場合、バイナリファイルと同時にＣＳＶファイルが自動的に作成されます。
通信ソフトの操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参考にして下さい。

-5-４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法
ＬＣＤ表示に表示されるメニュー項目の意味と設定方法について説明します。
各処理メニューを選択して実行する場合、操作キーを押すと、表に示す順に表示が変化します。表示している処理を実行するときは、[ENTER]キーを押します。次の処理メニューに変更するときは[UP]または[DOWN]
キーを操作します。

メニュー項目
オープニングROMバージョン
日付時刻
インターバルプレタイマー
アフタースタート
通信速度
入力モード
入力モニタ
ゼロ設定
記録データ
ＲＴＣアジャスト
メモ
電池残量
出荷時設定呼出ネットインターバル
ネット通信テスト
通信契約開始通信契約休止モジュールシリアル表示例
操作スイッチ
動作内容
キー操作待ちＫＡＤＥＣ２１ Ｓｅｒｉｅｓ
Ｎｏｒｔｈ－ｏｎｅ
表示のみ
ＲＯＭ Ｖｅｒｓｉｏｎ[UP][DOWN]
ＳＴ８ ５.０ ２０１１／０８[ENTER]
Ｄａｔｅ
表示／変更[UP][DOWN]
０１／１０／０９[ENTER]
Ｔｉｍｅ
表示／変更[UP][DOWN]
１１：２２：３３[ENTER]Ｉｎｔｅｒｖａｌ
表示／変更[UP][DOWN]
１ｍｉｎ[ENTER]
Ｐｒｅｓｅｔ Ｔｉｍｅｒ
表示／変更[UP][DOWN]ＯＦＦ[ENTER]
Ａｆｔｅｒ Ｓｔａｒｔ
表示／変更[UP][DOWN]
００／００ ００：００[ENTER]ＣＯＭ Ｓｐｅｅｄ
表示／変更[UP][DOWN]
３８４００ｂｐｓ[ENTER]
Ｍｏｄｅ
表示／変更[UP][DOWN]
ｃｈ １
Ｓｔｒａｉｎ[ENTER]
Ｍｏｎｉｔｏｒ
表示のみ[UP][DOWN]
ｃｈ １ ＋１２３４５μＥ[ENTER]
Ｚｅｒｏ Ｓｅｔ[UP][DOWN] 表示／変更
ｃｈ １ ＋０２３４５μＥ[ENTER]
Ｄａｔａ １８－１１：２２：００
表示のみ[UP][DOWN]
ｃｈ １ ＋１２３４５μＥ[ENTER]
ＲＴＣ Ａｄｊｕｓｔ
表示／変更[UP][DOWN]
25[ENTER]
Ｍｅｍｏ １
表示／変更[UP][DOWN]
Ｋａｄｅｃ（メモ１）[ENTER]ＢＡＴＴ[UP][DOWN] 表示／残量ﾘｾｯﾄ［＿＿＿＿■■■■■■］[ENTER]
Ｄｅｆａｕｌｔ Ｓｅｔｔｉｎｇ
変更のみ[UP][DOWN]
Ｙｅｓ，Ｎｏ[ENTER]ＮＥＴ Ｉｎｔｅｒｖａｌ[UP][DOWN] ネット回収実行
ＯＦＦ[ENTER]ＮＥＴ Ｔｅｓｔ[UP][DOWN] ネット通信実行[ENTER]ＮＥＴ ＯＴＡＳＰ
通信開始実行[UP][DOWN][ENTER]ＮＥＴ ＯＴＡＰＡ
通信休止実行[UP][DOWN][ENTER]
Ｍｏｄｕｌｅ Ｓｅｒｉａｌ
表示のみ[UP][DOWN]
８ＡＬＤＤ００００００[ENTER]

測定スイッチ操作時の表示

測定開始
測定終了

Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔａｒｔ
測定スイッチｉｎｔｅｒｖａｌ １ｍｉｎ[REC]
Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔｏｐ
測定スイッチＣｏｕｎｔ １５５６４[STOP]

表示のみ
表示のみ

-6-

４－１ 各メニュー項目の操作方法
メニュー項目
オープニング
ROMヴァージョン
日付

時刻

インターバルプレタイマー

アフタースタート

通信速度

入力モード

入力モニタ

ゼロセット

記録データ

ＲＴＣアジャスト

操

作

方

法

キー操作待ち① メニュー項目の「Date」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと年、月、日の順で点滅します。
③ 年月日の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Time」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。
③ 時分秒の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のインターバル項目に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② ②[UP][DOWN]キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。
③｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選③
択して[ENTER]キーを押します。
※プレタイマーの設定可能な時間は、０～３０秒、１～５９分の１分きざみです。
① メニュー項目の「After Start」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと月が点滅します。
③ 測定を開始したい月を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
④ 測定を開始したい日を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選⑥
択して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の通信速度に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※通信機能については、通信機能を参照してください。
① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
※各チャンネルごとに記録要素を設定して下さい、記録しないときは「Disable」を選択して下さい。
① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER]キーを押して、表示したいチャンネルを[UP]②[DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Zero Set」を表示させます。
[UP][DOWN]キーで「Zero」を選択するとゼロセット、「Default」を選択するとゼロセット解②
除になります。目的の項目で[ENTER]キーを押します。
「Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選③
択して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Data」を表示させます。
② 現在表示中データは最新の記録データです。
③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN]キーを押します。
① メニュー項目の「RTC Adjust」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のRTC値に合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※RTCアジャストについては、RTCアジャストを参照してください。

-7-

メニュー項目

メモ

電池残量

標準設定呼出

Ｅメール送信インターバル

テストメール送信

通信契約の開始

通信契約の休止モジュールシリアル

操
作
方
法① メニュー項目の「Memo」を表示させます。
② [ENTER]キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER]キーを押します。
③ メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。
④ １文字ずつ[UP][DOWN]キーを操作して、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択⑤
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「BATT」を表示させます。
② 内蔵バッテリの残量が表示します。
③ 動作電池残量をリセットするときは、[ENTER]キーを押します。
④ [UP][DOWN]キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER]キーを押します。
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または⑤「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。
① メニュー項目の「Default Setting」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
③ メニュー項目の｢Auto Download｣を表示させて、[ENTER]キーを押します。
① [UP][DOWN]キーで｢NET Interval｣を表示させます。
② [UP][DOWN]キーで目的の送信インターバル項目に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※送信インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① メニュー項目の「NET Test」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。テストメール送信に成功しますと、[OK]が表示されます。失③ 敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、通信設定及び電波状態を確認して再度おこなってください。
① メニュー項目の「NET OTASP」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。OTASPに成功しますと、[OK]が表示されます。失敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、Eﾒｰﾙ通信用電源、通信設定及び電波状態を確認し③ て再度おこなってください。また、OTASPはモジュールの通信契約が終了していないとできません。また、一度OTASPを成功しますと、OTAPAを実行し通信休止後、再度OTA契約を行わないと実行できません。
① メニュー項目の「NET OTAPA」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。OTAPAに成功しますと、[OK]が表示されます。失敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、通信設定及び電波状態を確認して再度おこなって③ください。また、OTAPAは、モジュールのOTASPが終了し、尚且つ休止申し込みが終わっていることが必要です。
① メニュー項目の「Module Serial」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示され、モジュールシリアルが表示されます。このモジュールシリアル③
は、モジュール通信契約に必要です。
※モジュールシリアルが読み込めない場合は、Eﾒｰﾙ通信用電源が供給されていない場合があります。電源を確認してください。

-8-

５ 電池
５－１ 動作電池の交換
記録計の動作用電池を交換するときは、測定スイッチをオフ（ＯＦＦ）にしてから行います。動作用の電池
はＫＡＤＥＣ専用電池で、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバ
でネジを外して下さい。

動作電池固定ネジ！
※動作電池固定ネジを締める場合、強く締めすぎるとプリント基板側のネジ固定部が破損する場合があります。緩めた時と同じ程度に締めて下さい。
※動作電池固定ネジは、電池の固定と記録計の電源電極を兼ねています、プリント基板のネジ固定部分が破損すると、記録計に電源供給ができなくなり動作しないことがあります。
※動作電池の取付けの方向は上記の通りです、電池交換時には向きに十分ご注意下さい。
※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。
５－２ 電池残量のリセット
動作電池を交換後、メニュー項目の「BATT」を表示させ、動作電池残量のリセットを、必ず実行してください。
もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。
ＬＣＤ１行目ＬＣＤ２行目BATT TYPE SERECT
ＥＲ６
ＥＲ６×２
ＥＲ６×３
ＣＲ１２３Ａ

使用する動作電池を選択して下さい。
ＮＲＨ－Ｂ０６を１個使用
ＮＲＨ－Ｂ０６を２個使用
ＮＲＨ－Ｂ０６を３個使用
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａを使用

１８００ｍＡｈ
３６００ｍＡｈ
５４００ｍＡｈ
９００ｍＡｈ

電池残量のリセット時に、選択した動作電池の容量を記録計内部に設定します。
※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。

-9-

５－３ 測定動作日数
KADEC21-ＳＴ８の各インターバルに対する最大動作日数は次のとおりです。ただし、記録計のメモリ容量を無制限としています。
カメラ用電池ホルダ１個（8ch使用時）

リチウム電池パック1個（8ch使用時）

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１分
１０分
３０分
６０分

測定データ数
測定日数
測定月数
約 1,175,040ﾃﾞｰﾀ
約102日 約3.4ヶ月
約 678,528ﾃﾞｰﾀ
約589日 約19.6ヶ月
約 349,440ﾃﾞｰﾀ
約910日 約30.3ヶ月
約 202,176ﾃﾞｰﾀ 約1053日 約35.1ヶ月

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１分
１０分
３０分
６０分

測定データ数
測定日数
測定月数
約 587,520ﾃﾞｰﾀ
約51日 約1.7ヶ月
約 338,688ﾃﾞｰﾀ
約294日 約9.8ヶ月
約 174,720ﾃﾞｰﾀ
約455日 約15.1ヶ月
約 100,992ﾃﾞｰﾀ
約526日 約17.3ヶ月※センサ、通信および表示器の動作消費電流は、含まれていません。
※カタログ上のリチウム電池パックは、２０００mAhですが１８００mAで計算しています。また、ＣＲ１２３Ａ（カメラ用電池）は、９００mAhで計算しています。
※ＣＲ１２３Ａ（カメラ用電池）の動作温度は、－５℃～４０℃の範囲内でご使用ください。
５－４ Eメール通信用電源
Eメール通信用電源は付属の専用ケーブルにてDC12Vを供給する必要があります。商用電源（AC100V）が使用できる環境の場合は、ACアダブタなどで供給することも可能です。商用電源が使用できない環境の場
合、鉛シール蓄電池などで供給する必要があります。以下に鉛シール蓄電池を利用した場合の動作日数の記載しますので、設置時の参考にしてください。
通信インターバル1ヶ月消費電流 自己放電率
5分
18.0Ah
70%
10分
9.0Ah
70%
60分
1.5Ah
70%
24時間
0.1Ah
70%

運用期間例
3ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
3ヶ月

蓄電池容量
77.2Ah以上
38.6Ah以上
6.5Ah以上
0.3Ah以上※上記の日数計算には、通信リトライ（最大で4回まで行います）は考慮しておりません。電波状態が悪い環
境ではリトライ回数が増えましので、動作日数が減ることもあります。また鉛シール蓄電池は低温環境では性能が劣化しますので、動作日数が減少することがあります。
低温環境での動作の場合、オプションで低温環境用スーパーリチウム電池（KDC-B16-2）もございます。

-10-６ 技術資料
６－１ 記録計のデータ回収について
KADEC21シリーズは記録計本体に９７２８０データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この
９７２８０データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する２つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のＬＣＤ表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます。
以下にその違いを説明します。
６－１－１ 全データ回収 「ALL」
記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録
データに過去の記録データを含め記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場
合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することができます。
６－１－２ 最新データ回収 「NEW」
前回データ回収した記録データの次のデータから現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。

記録計内部メモリ ９７２８０データ

記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。（メモリスクロール方式）

過去の記録データ

未回収の記録データ

過去の記録データ「NEW」
最新データ回収
最新データ

前回データ回収
「ALL」
全データ回収-11-

６－２ プレタイマーについて
プレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオン／オフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給すると、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリィが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの機器に、測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマー機能です。

！ ご注意※外部電源を直接コントロールする場合は、外部同期接点出力端子を使用してください。
※測定インターバルを越えるプレ時間をセットしますと、接点出力は常にオンとなります。
※出力はトランジスタによる有電圧接点出力で、負荷により記録計の消費電流が増加します。
※オン状態のときは、負荷に電流が流れ続けますので、消費電流には注意が必要です。

プレ信号ON
プレタイマは無効
ONしない

プレタイマ：OFF

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
測定と同時にON
プレ時間”０min”

プレタイマ：０min

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
測定開始前○△min
前にON

プレタイマ：○△min

プレ信号OFF
測定中
測
定
開
始

測
定
終
了

６－２ 外部同期端子について測定インターバル以外で測定記録動作を行う場合、EXTINの外部信号によって記録動作を行うことができます。外部からの同期信号で測定するときは、インターバルの設定を「EXTin」に合わせてください。また、外部同期端子の電気的仕様は次のとおりです。ただし、外部同期端子の入力は、フォトカプラで絶縁されてい
ます。
①入力電圧
②入力電流
③ﾊﾟﾙｽ間隔④ﾊﾟﾙｽ幅

2～25V
2～50mA
1秒
0.1秒

-12-

６－３ アフタースタート機能について
アフタースタート機能は、測定開始日を予め設定し、その設定された月日時分から測定を開始します。 但
し、測定インターバルの設定により、その設定時刻に測定されるとは限りません。つまり測定インターバルを１時間と設定した場合、正時に測定される為、スタート時間を○月△日９時３０分と設定しても、測定は１０時００分まで行われません。
記録中にアフタースタートを設定した場合、設定時刻まで記録は停止します。リモート操作で一旦記録を停止させる場合に有効です。逆に誤ってアフタースタートを設定してしまうと記録が停止させられる為、設定操作には注意が必要です。
アフタースタート機能の停止は、測定開始日を全て０（ゼロ）に設定します。
６－４ 電池残量表示機能について
KADEC21シリーズのＬＣＤ表示メニュー項目の「BATT」で表示される動作電池残量は、測定時の消費電流、待機時の消費電流といった記録計の各動作状態での消費電流を予め内部の不揮発性メモリに書き込んでいます。この値をプログラムで計算することで、電池残量を計算して表示させています。ですから電池
残量表示機能は、電池残量の予測値であることにご注意下さい。（電池電圧の実測値に基づくものではありませんので目安としてご使用下さい。）
６－５ RTC誤差調整機能
記録計内部にはＲＴＣ（Real Time Clock）と呼ばれる時計を内蔵しています。出荷時には常温環境下において月差約±１０秒以下になるように調整しています。このＲＴＣは水晶発振を基に時刻を刻んでいますが、極端な温度変化の環境下に記録計を設置した場合などは、月差がさらに大きくなる場合もあります。
※個々のＲＴＣの誤差は統計的な標準偏差により規定されます。
ＲＴＣ誤差調整機能は、特殊な装置を必要とせずに記録計内部の時計（ＲＴＣ）の進みまたは、遅れを調整することができます。この機能は、２０秒に１度、ＲＴＣのクロック数を変化させることにより、時計の進み遅れを調整しています。設定方法は、時計が遅れているときは現在の設定値を減らし、進んでいるときは設
定値を増やします。
増減値の１カウントの補正時間は以下の様に求められます。
・ＲＴＣクロック周波数 ：３２７６８Hz（分周比１／２で１６３８４Hz）
・１カウントあたりの分解能：１／１６３８４Hz＝６１．０３５１μ秒
・補正インターバル：２０秒
例１）１日に時計が３秒進んだ場合。
１日=８６４００秒 ８６４００÷２０=４３２０
１日当り４３２０回補正インターバルが生ずるので
６１．０３５１μ秒×４３２０=０．２６３７秒／日
３÷０.２６３７＝約１１カウント
現在の設定値が１０の場合、１０＋１１＝２１を設定します。
例２）一週間に時計が７秒遅れた場合。
１カウントは、１．８４５７秒／週なので ７÷１．８４５７＝約４カウント
現在の設定値が２１の場合、２１－４＝１７を設定します期

間
補 正 回 数補 正 時 間２０秒
１回
１×１／１６３８４＝ ６１μ秒
１分
３回
３×１／１６３８４＝１８３μ秒
１時間
１８０回
１８０×１／１６３８４＝ １０．９８ｍ秒
１日
４３２０回
４３２０×１／１６３８４＝２６３．６７ｍ秒
１週間
３０２４０回 ３０２４０×１／１６３８４＝
１．８５秒
１ヶ月 １２９６００回 １２９６００×１／１６３８４＝
７．９１秒

-13-

７ 別売りオプション
ＫＡＤＥＣ２１シリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。

・カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａは（二酸化マンガンリ
チウム電池）一般的に市販されている電池です。
この電池でＫＡＤＥＣ２１シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池（ＮＲＨ－Ｂ０６）に比べ約半となります。
※：ＣＲ１２３Ａの電池容量はメーカ毎に違いがあります。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１・スーパーリチウム電池
Ｅメールモデル・EYE2用の耐環境用動作電源として、スーパーリチウム電池（5Ah）です。従来のニッケルカドウミュム電池と異なり充電は出来ませんが、小型で大容量、しかも耐環境性が著しく向上しています。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０６－２※ショートや大電流放電による爆発・発火を防ぐためにヒューズを内蔵しています。
このヒューズが切断すると、新品であっても電圧が0Vとなり、修理することができませんので取扱いには十分御注意下さい。

・ＡＣアダブタ ９Ｖ（トランスタイプ）
ＫＡＤＥＣ２１シリーズを商用電源（AC１００Ｖ）
で使用する際に使用します。ＭＥで使用する際は、電源周波数（50Ｈｚや60Ｈｚ）ノイズに強いト
ランスタイプを使用してください。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０２－ＴＲ－□※：先端形状を指定してください。
1：ＡＣプラグ（センターマイナス）
2：差込型ピン端子

-14-

８ 仕様
測 定 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分
1、2、3、4、5、6、8、12、24時間
有電圧外部トリガによる測定動作
記 録 デ ー タ 記 憶 容 量 97,280個（8ch使用時:約506日分/1時間間隔）
使 用 メ モ リ 不揮発生メモリ（バッテリバックアップ不要）
記 録 内 容 時刻記録方式
1要素の1ﾃﾞｰﾀごとに日時/入力要素/ﾁｬﾝﾈﾙ番号を同時記録
メ モ 機 能 メモ数 :6個
文字数 :16文字
取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号
記 録 方 式 メモリスクロール方式
通信方式
ＬＴＥ方式 上り最大２５Ｍbps、下り最大７５Ｍbps
接続インターバル １０分、６０分、２４時間
Ｅメール機能 送信先数
通常データ・警報データ各6箇所
アンテナ
RFコネクタ×２（外部アンテナ） インピーダンス50Ω
Ｅメール用電源 ＤＣ１２Ｖ電源、 スーパリチウム電池（オプション）
使用コネクタＵＳＢ ＭＩＮＩ Ｂコネクタ（ドライバは製品に添付または弊社ＨＰよりＤＬ可能）
通 信 機 能 通信ソフト
設定用ソフトウェア付属 データ回収はKADEC21専用通信ソフトKUTSを使用（無償配布）※通信ソフトは、当社のホームページから無償でダウンロードできます。
表示
器 表 示 器 種 別 キャラクタLCD表示器
表 示 範 囲 16文字×2行
動 作 範 囲 -20～70℃
操 作 キ ー 設 定 キ ー 押しボタンキー3個（UP/DOWN/ENTER）
測 定 ス イ ッ チ スライドスイッチ1個（[REC]測定開始/[STOP]測定中断）
調 整 ボ リ ウ ム LCD表示器のコントラスト調整
標 準 機 能 ﾌ ﾟ ﾚ ﾀ ｲ ﾏ ｰ 機 能 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能
設定可能範囲は1～59分、0～30秒（初期値はOFF）
ｱ ﾌ ﾀ ｰ ｽ ﾀ ｰ ﾄ 機 能 指定した月日時分から測定動作が開始します。（初期値はOFF）
RTC 調 整 機 能 タイマー機能の進みおよび遅れの調整を行うことができます。
電 池 残 量 表 示 内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
電
源 消 費 電 流 測定時動作電流:88mA（記録部）
スリープ時電流:0.06mA
通信動作電流 :90mA
Ｅメール送信時電流：200mA（平均）使 用 電 源 リチウム電池パック3個（NRH-B06ネジ固定方式）
カメラ用電池（CR123A）
専用ACアダプタ（DC9V）
搭 載 Ｏ Ｓ I-TRON（リアルタイムOS）採用により各機能が独立して動作
動 作 環 境 -25℃～+80℃
寸 法 ／ 重 量 240W×160D×91H/1.5Kg（突起物含まず）

-15-

90

240

９ 外形寸法９－１ ＫＡＤＥＣ２１－ＳＴ８－Ｎ２

160-16-