入力信号

共通機能

Nモデル機能Nモデル

ネットワークイメージ※：ケーブルブッシュの取付は実物と異なる場合があります。
※：カタログ撮影用にケースの上蓋は外しています。

KADEC R-MIZU / -N 特徴■波浪を平均化処理（波消し機能）■オフセット機能

水位変化の多い河川などでは、水位を瞬時値で測定しますと正確なデータは得られないことがあります。
波消し機能は、記録する測定インターバルの他に平均化時間を設定して、平均値データを算出し記録します。

各chの係数変換機能+b係数に数値入力することにより、ch毎にゼロ設定、エレベーション設定が可能。

■係数変換機能
内部に変換係数aX+bを設定可能になりました。ａ、ｂの係数を任意に設定することで、電圧値（V）や電流値（mA）などの電気量の測定値を、沈下量、湿度、気圧などの物理量に変換して記録ができます。

■4G通信機能を搭載 （Nモデル）
各キャリアの4G回線に対応したSIMカードを挿入することで通信が可能。データ通信用IOT SIMカードを使えば通信費を抑えることが出来ます。

■クラウドへデータ送信 （Nモデル）
https・TCP Socket通信に対応。JSON形式でソラコムプラットホー
ムなどへデータ送信可能です。

■ＳＤカードにデータ保存
データ回収にはＳＤカードを使用し、設置現場で簡単にデータ回収できます。 記録データはＣＳＶファイルでSDカードに保存されます。
また、ＳＤカードを装着して運用するとメモリ媒体として使用することができ、長期記録によるメモリ不足の心配がありません。

■省電力機能による長期電池動作徹底した省電力機能により、内蔵電池のみで約200日間以上の連続測定を実現しました。
※測定インターバルにより変動します。電池残量レベルメーター機能で電池残量の目安を知ることが出来ます。

■Eメールデータ送信 （Nモデル）
クラウドがなくても、Eメールで直接データ・アラート送信が可能です。
データはCSVファイルで添付されます。

■リモート操作機能 （Nモデル）
リモート操作は、FTPサーバー経由で行います。
あらかじめ設定された外部FTPサーバーへ接続、サーバー内の設定ファイルをGET（ダウンロード）し、Nモデル内部の設定を変更します。
送信インターバルが1時間の場合、GETするタイミングは1時間毎にGETし設定を変更します。

■本体仕様R-MIZUR-MIZU-N（標準モデル）（4G通信モデル）
測定範囲
0～10m(標準)､1.75､20､50m
水圧式水位ｾﾝｻ
分解能/精度 1mm ±0.1% FS
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲
0～±99999μE
ひずみｾﾝｻ
分解能/精度 1μE ±0.1% FS
ﾌﾞﾘｯｼﾞ抵抗350Ω
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲-200～200℃
白金測温抵抗体
分解能/精度 0.01℃ ±0.2℃
Pt100Ω/0℃
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲
0～±2V（0～±5V）
電圧
分解能/精度 0.1mV ±0.1% FS
2/5分圧器内蔵
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
測定範囲
0～±20mA 100Ω負荷抵抗内蔵
電流
分解能/精度 1uA ±0.15% FS
記録値
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値
アラート出力閾値超過による接点ON、閾値を下回ると接点OFF（測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ毎に判定） オープンドレイン
プレ出力
プレタイマーに連動、OFF、0～30秒、1～59分 DC30V-2A AC125V-0.5A
記憶容量97,280要素
使用ﾒﾓﾘ
不揮発生ﾒﾓﾘ(ﾊﾞｯﾃﾘﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ不要)
ﾒﾓ機能
ﾒﾓ数:6個、文字数:16文字、取扱文字:ﾛｰﾏ字､ｶﾀｶﾅ､記号､英字
記録方式
ﾒﾓﾘｽｸﾛｰﾙ方式
ｶｰﾄﾞ種別SDｶｰﾄﾞFAT形式
FAT､FAT32対応
記憶容量32GB以下
記録形式
CSVﾌｧｲﾙ
回収機能
手動操作及び自動ﾃﾞｰﾀ転送
通信方式
RS-232Cｼﾘｱﾙｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ ※保守及び外部機器接続用
通信規格
LTE Cat.1
通信速度
上り最大5Mbps、下り最大10Mbps
対応キャリア
ドコモ / au
対応SIMカード
標準SIM 25mm×15mm
対応プロトコルSMTP・TCP/IP・HTTPS・FTP
CSV形式:Ｅメール添付
データ伝送形式
JSON形式:HTTPS・TCP/IP
アンテナ端子RFコネクタ（外部アンテナ） インピーダンス50Ω
OFF、5、10分
送信間隔
1～4、6、8、12、24、48、72、96、120、144、168時間
時刻調整機能携帯電話基地局時刻情報を元に１日１回時刻補正処理
1～6、10、12、15、20、30秒、1～6、10、12、15、20、30分、1～4、6、8、12、24時間
16文字2行ｷｬﾗｸﾀLCD表示器(-20～70℃動作範囲) ※-10℃以下では､表示がうすく表示ﾚｽﾎﾟﾝｽは多少低下します｡
Status(緑)LTE通信時､点滅
Access(赤)SDｶｰﾄﾞｱｸｾｽ時､点灯
押しﾎﾞﾀﾝｷｰ :3個(UP/DOWN/ENTER)
ｽﾗｲﾄﾞｽｲｯﾁ:1個(REC/STOP) ※測定開始/終了ｽｲｯﾁ
ﾌﾟﾚﾀｲﾏｰ機能
記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能、禁止､1～30秒､1～59分
指定した月日時分から測定動作が開始します｡(初期値はOFF)
ｱﾌﾀｰｽﾀｰﾄ機能
内蔵電池の予測残量をLCD表示器に10段階で出力
電池残量表示機能
平均化設定範囲:OFF・5～30秒まで５秒ステップ １～2chの入力に適応
波浪平均化機能
測定部消費電流
測定時動作電流:25mA(ｶｰﾄﾞ書込み時は除く) ｽﾘｰﾌﾟ時電流:50μA
LTE通信消費電流
約2.5ｍAh/回 ※電波環境や温度による専用ﾘﾁｳﾑ電池ﾊﾟｯｸNRH-B06-2400、CR123A×2個(専用電池ﾎﾙﾀﾞｰ使用時)
動作電源
外部電源DC12～24V
ｶｰﾄﾞ用電源
CR123A×1個
I-TRON(ﾘｱﾙﾀｲﾑOS)採用により各機能が独立して動作-25℃～+80℃で精度保証
210W×210D×102H(mm)/1.7Kg(突起物含まず)

形式

入力1-2ch

入力3-4ch

接点出力

記録ﾃﾞｰﾀ

ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞﾀｰﾐﾅﾙ通信機能

LTE通信

測定ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
LCD表示器
LED
操作ｷｰ

標準機能

電源

搭載OS
動作環境
寸法/重量

■お問い合わせ先■外形寸法図KADEC R-MIZU / -N

ノースワン 株式会社 https://www.north-one.net/〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL：011-214-0830 FAX：011-214-0835■取り扱い代理店※：ケーブルブッシュの取付は実物と異なる場合があります。
●このカタログ記載の仕様、デザイン等は技術改善等により、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
●「KADEC」はノースワン株式会社の登録商標です、また製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文では、「™」、「®」は明記しておりません。
●製品の保守・定期点検・修理に関するお問い合わせは、お手数ですが弊社までお願いします。
●製品購入にあたっては、取扱販売店にご用命ください。また、設置・操作指導を依頼する場合は、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
カタログ番号：RM230316B

2023年03月現在