https://www.graviton.co.jp【光カプラー：GC‑3420】

GC‑3420はNA.≒0.34レンズ搭載のピックアップからの出射光をNA.≒0.2のファイバーに取り込みます。

光線追跡図（光線追跡シュミレーションより一部抜粋）

仕様分類

受光能力項目
32.7%(実測値)

NA0.85の対物レンズ

約10% (注1)

注1：計算による推測値

入射(ピックアップ側)

NA = 0.34

Working
Distance
約3mm

出射レセプタクル

外観

開発者・技術者向け

光電変換技術資料

NA = 0.2
オプション：
FCレセプタクル
SCレセプタクル

波長400～1000nm

重量16g

外形寸法

右図参照

●会社概要
・会社名

株式会社グラビトン
英名：GRAVITON Incorporated

・所在地〒358‑0006
埼玉県入間市春日町1‑8‑1
電話番号：04‑2966‑0816
FAX 番号：04‑2966‑0817
・設立
1992年（平成4年）
11月2日
2,600万円（2024年1月1日時点）
・資本金
・業務内容
一般電子機器製品、オプトエレクトロニクス製品の研究開発、製品設計、製造販売
及びそれらに関する一切の業務
・ホームページ https://www.graviton.co.jp/
・問合わせ先info@graviton.co.jp

グラビトン
④

国道16号線 川越方面↑

黒須支店 →
飯能信用金庫③

記載事項は、おことわりなしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
各製品のデモ機を用意しております。(一部特注品を除く)

②河原町
←交差点

弊社製品を輸出又は国外へ持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社までご連絡下さい。
”グラビトン”及び”Graviton”は株式会社グラビトンの登録商標です

株式会社グラビトン

貴方の電子計測器を光計測器に変えます

備考

NA0.65の対物レンズ

光学特性 (レセプタクル側)

主な特長
・高NAレンズ搭載のピックアップからの出射光を効率よく捕らえる事ができます。
・多波長用広帯域OEコンバーターSPD‑3やSPD‑4と組み合わせることにより青色LDを搭載したピックアップやCD用、DVD用など、様々なピックアップの出射光を一般のオシロスコープなどで 簡単に観測が出来ます。
・小型・軽量ですから狭い場所にも簡単に設置出来ます。
・取り付け：固定用にM4のネジ穴をご利用下さい。
・オプション：レセプタクルをSCにする事も出来ます。

国道16号線 八王子方面↓

西武池袋線
入間市駅
① 北口↓

●グラビトンOEコンバーターの特長●その他の製品

グラビトンのO/Eコンバーターは、あなたの電子計測器を光計測器に変えます。
お手持ちのオシロスコープやスペクトラムアナライザの入力端子に装着する事で、簡単に光計測を実現します。
入力光波形を電気出力波形に広帯域でアナログ変換、ボディサイズは小さくとも大きな最大受光径と最大受光NAを両立しました。電子計測器の入力コネクタに取り付けるだけ*mm注の簡単操作、光ピックアップや光リンクなどの光波形観測にmmお使い頂けます。

【特長１】小型・軽量mm

手のひらに収まるコンパクトサイズ、重量も130グラムほどと軽量なので、入力コネクタに負担をかけません* 注）SPD‑1、LPD‑1は60mmです❷

❹❷

❶❷

❸

【特長３】抜群の集光能力

SPX Lens SyStem

自社で設計した光学系を搭載大口径ファイバーや高NAファイバーからの光信号を漏らさずとらえます。

・SPD‑1、LPD‑1、SPS‑1はボールレンズ付きPD素子を搭載。
・その他の機種はSPX光学系（NA0.25）、SAX光学系（NA0.5）のいずれかを搭載。
（SPX、SAXは弊社オリジナル光学設計及び光学仕様の呼称です。詳細はお問合せ下さい）【特長4】DCからGHzまでの広帯域一括変換

自社設計のトランスインピーダンスアンプはディスクリート回路に厳選したトランジスタを実装したことにより、DCからGHz帯までの広い周波数帯域の光信号を一括して電気信号に変換します。
また、自社設計DCサーボ回路の搭載により、光量0の時＝無信号時の出力オフセット電圧も極小に抑えられています。

時間積測定が可能な波形解析ユニット
ダイナミック光パワーメータに最適です。
・サンプリング時間：10ns～10us、10倍ステップで4種類から選択可能・測定結果は、LCD画面上にピーク値、平均値、実効値、時間積値として全てを同時に表示可・測定動作モード：マニュアル操作から信号トリガーモードまで6種類

PD

18BNC‑Jack

SAX Lens SyStem
SPA光学系：
最大入射NA = 0.5
光学倍率 = 0.8

SPD‑4の周波数特性

NTSC規格のカラーまたは白黒モニター画面上に白色か黒の図形描画可能な機器です。
・10種類の挿入図形・挿入図形の輝度調整が簡単に行えます・ダブルレイヤー機能（VLI‑40のみ）
・スケール挿入機能（VLI‑40のみ）
２面分の図形描画以外にスケール描画可・電源OFF時の動作モード及び図形情報保持機能
・PCインターフェース対応（RS232：オプション）

66.3

ファイバー側BNC‑Plug183.8GHzライン

カメラ

エネルギーメーター
DWAシリーズ

モニター

主な仕様
サンプリング周波数：100MHz
AD分解能：12bit（0±1V）
波高分解能：11bit（1bitは極性に使用）
入力信号：フルスケール 0±1V
計測閾値設定：0～999mV（1mV分解能）
最大入力：0±1.25V
入力インピーダンス：50Ω/100kΩ（切替え式）
入力コネクタ：SMB

製作実績
LPF 4次 Bessel 500MHz
LPF 4次 Bessel 750MHz
LPF 4次 Bessel 938MHz
LPF 5次 Bessel 2MHz
LPF 5次 Bessel 5MHz
LPF 5次 Bessel 10MHz

例：BPFのシュミレーション

このシュミレーションソフトはHPよりダウンロード可能です

BPF 24KHz to 6.3MHzなど
各種ご相談承ります。

【光カプラー：GCシリーズ】

GC‑8A50はNA.≒0.5、GC‑10A20はNA.≒0.2のファイバー出射光を平行光に変換します。

‑3dBmライン( Electrical )固定用Ｍ4

NA=0.25、コア径500umの出射光を捕える
帯域：DC～3.0GHz（カタログ記載値）

GC‑10A20《右：実測例》SPD‑42

ビデオラインインサーター
VLIシリーズ【フィルター（ベッセルフィルターなど）：GFシリーズ】

PDSPD光学系:
最大入射NA = 0.25
光学倍率 = 0.4（SPD‑1は除く）【ビデオラインインサーター】【エネルギーメーター】

装着・接続方法は、O/Eコンバーターを電子計測器の❶入力端子に装着、O/Eコンバーターに❷専用電源ケーブルを接続する。
その先端に❸補助電源ケーブルを繋ぎ規定の直流電源を供給、O/Eコンバーターの❹電源スイッチをONにして観測したい光信号が出射されるファイバー❺を接続して電子計測器のレンジを測定しやすいように設定します。

❹MWL‑TX2：周波数2KHz∼3GHzの電気信号を光強度変調信号に変換する送信モジュールです。発光波長はレーザーの選定(1470∼1590nm)で決まります。
MWL‑RX2は、光強度変調信号を電圧信号に変換するモジュールで、受光波長範囲は1470nmから1610nmです。送信モジュールと受信モジュールを接続する光ファイバーはモードフィールド径９umの一般的なシングルモードファイバーをお使い下さい。
両端SCコネクタ、フェルール先端８°アングルドPC(APC)研磨を推奨。
広帯域アナログ光リンク 上：送信側（MWL‑TX2）
下：受信側（MWL‑RX2）【特長２】簡単装着、簡単接続❺【広帯域アナログ光リンク（CWDM用など）MWLシリーズ】

7

GC‑8A50
フィルターホルダーφまたは□12.5mm
ｔ＝2mm未満

【E/O（光強度変調技術）製品

LLシリーズはレーザー（LD）素子搭載】【特長5】O/Eコンバータ：可視光域（短波長）用、長波長用、広帯域版、高感度版など各種揃えました

お持ちのスィープジェネレーターやファンクションジェネレーターに装着すると変調可能な簡易光源に変えられます。

波長： 405±10nm（機種名̲LL‑400GI）
波長： 520±10nm（機種名̲LL‑520GI）
波長： 658±10nm（機種名̲LL‑650GI）

波長 vs 対応機種の型番

波長： 780±10nm（機種名̲LL‑ 780GI）
波長： 830±10nm（機種名̲LL‑ 830GI）
波長：1310±30nm（機種名̲LL‑1300GI）、他の波長も承ります

320～1000nm
400～1000nm

400～950nm

SPD‑1、SPS‑1
SPD‑2、SPA‑2、SPS‑2

SPD‑3、SPD‑4、SPA‑3、SPA‑4
900～1650nm

共通仕様
帯域幅：100KHz～1.2GHz
光出力：0.25ｍW以上、＠50/125GIファイバー端面
入力インピーダンス：50Ω

950～1650nm

400nm

550nm

700nm

850nm

1300nm

100KV/W : SPS‑1、220KV/W : LPS‑1、LPS‑2

15MHz
10KV/W : SPS‑1、2

100MHz

1000V/W : LPD‑2

100MHz

500V/W : SPD‑3,SPA‑3

VLシリーズは垂直面発光レーザー（VCSEL）素子搭載】

波長： 670±20nm（機種名̲VL‑670GI）0（DC）

波長： 850±10nm（機種名̲VL‑850GI）

共通仕様
帯域幅：100KHz～2.5GHz
光出力：0.2ｍW以上、＠50/125GIファイバー端面出力
入力インピーダンス：50Ω

100KHz1MHz10MHz

SPA‑2

SPD‑1

1600nmSPD‑2
LPD‑1

1.5GHz

300V/W : SPD‑4,SPA‑4100MHz

2GHz

1GHz

3GHz

周波数

【オプションとアクセサリ】

グラビトンのO/Eコンバーターは、光入力コネクタにFCリセプタクル、電気信号出力コネクタにBNCプラグを装着した製品を標準としています。オプション指定でご用意できるコネクタタイプを以下に紹介します。
また、O/Eコンバーターと同時にご使用頂ける、直流電源やNA変換アダプタ（グラビトン製）もご用意しております。
電気コネクタ標準仕様
BNCプラグ装着品

光コネクタ標準仕様
FCリセプタクル装着品
FCコネクタ【安定化光源LPD‑2、LPS‑2

変換感度 vs 周波数帯域
変換感度【E/O製品

LPD‑1、LPS‑1

FCリセプタクル

電気コネクタのオプション
BNCジャック他、SMAジャック
SMAプラグを装着した製品も製作可能です。

光入力コネクタのオプション
SC、FSMA、F05、G‑OCNタイプの光コ
ネクタを装着した製品（別途費用）も製作可能です。

光パワーメータなどの校正用光源】RLSシリーズは安定化光源モジュールを最大８台搭載可能な校正用に最適な光源ユニットです。

オプション：光入力コネクタ

オプション：電気信号出力コネクタ

光出力安定度：±0.01dB以下＠15分間 (ATC, APC 動作)
外形寸法：436(W) × 132.5(H)×370(D) mm(突起部含まず)

USB インタフェース機能搭載
・レーザー出力のON/OFF・コヒーレンスコントロールのON/OFF
・変調のON/OFF、変調周波数の切換え
・エラー表示データの取得
レーザーの出力低下
レーザーの温度コントロール高温異常、低温異常

SCリセプタクル装着品

FSMAリセプタクル装着品

SMAジャック装着品

外観：フレームユニット＋7モジュール＋空きスロット1G‑OCN
φ2.5mmのフェルールを簡易接続可能な実施一例⇒↓‑1.0nm↓1550.0nm↓＋1.0nm

1490nm1550nm

F05リセプタクル装着品← 0.01dBライン →↑時間軸15分ライン↑
時間軸8時間ライン

光出力安定度：±0.01dB以下＠15分間 (ATC, APC 動作)

1550nm̲SPAN‑10nm, Coherent‑Control : Oﬀ
6SMAプラグ装着品

G‑OCNリセプタクル装着品「FC」を「G‑OCN」へ「SC」を「G‑OCN」へ

測定時の短時間固定用：リセプタクル
φ2.5フェルール用ユニバーサル光コネクタ ”G‑OCN” は、プラグ先端に直径2.5mmのフェルールを持つFC、SC、ST、F05
タイプの光コネクタを簡易的に（フェルール部を）固定する事が可能なリセプタクルタイプのコネクタです。
注意：光コネクタへの外力は絶対に加えないで下さい。
光コネクタ装着時は、プラグハウジングが全く保持されず、フェルールだけが固定される形となりますので、外力を加えると本コネクタやフェルールの損傷の原因となります。
3

●各機種の仕様一覧●その他のO/E（光電変換技術）、E/O（光強度変調技術）製品

グラビトンのO/Eコンバーターは、受光波長範囲、基準波長、受光径（ 出射ファイバー側のコア径 ）、受光NA範囲、変換周
波数帯域によって、下記の一覧表の中からお選び頂けます。

【デュアルバランス（２入力差動増幅）O/Eコンバーター DLPシリーズ】

項目波長光学系注1）
変換感度

機種名SPXSAX

基準 コア径波長φ注3）[ V/W ] [ nm ]SPD‑1̲650nm
SPD‑1̲850nm●

SPD‑2●●

1,000

SPD‑3●●

SPD‑4●●

SPA‑2̲650nm

●

SPA‑3
SPA‑4
SPS‑1注２）
SPS‑2注２）

650
850

500

NA.

[ mm ]

tr / tf

全機種共通
低域はDC～[ Hz ][ sec ]

0.80.2～1.2G290p

650
850

0.80.2～1.2G290p

500

850

0.50.25～2 G150p

300

850

0.50.25～3 G190p

●

1,000

850

1.00.5～1.0G370p

●

●

500

8500.250.5～2 G190p

●

●

300

850

0.250.5～3 G

150p

10K
100K
10K
100K

850
850
850
850

0.80.81.01.00.20.20.50.5～100M
～15M
～100M
～15M

3.6n28n
3.6n28n500 1310

0.08

0.2～1.5G

250p

1,000 1310

0.50.25～1.5G

250p

20K 1310

0.080.2～100M

3.5n

20K 1310

0.50.25～100M

3.5n

●

●

●

●

●

LPD‑1

●

LPD‑2

●

LPS‑1注２）●

LPS‑2注２）

通過
周波数帯域

受光

●

●
●
●
●

注4）

広帯域(DC∼1GHz)ディスクリートI/V変換回路の実現
・DCを含めて1GHz以上の帯域を持ち、かつ充分な出力電圧振幅が安定して得られるよう長年培った弊社のI/V変換回路の技術に基づいて、広帯域アンプ部分全部を新規開発しました。( 初段IVアンプから最終のケーブルドライバに至るまで、オールディスクリートで構成 )・シミュレーションと弊社実績に基づく最適なデバイス選定と基板設計により電圧振幅特性の対称性を実現することができました。
∴ 全ての振幅において直線性を確保でき、分解能を犠牲にすることなく鮮明でノイズの少ない画像を取得することができます。

【高速AFM用：２分割PD搭載O/Eコンバーター】

PDA（光信号受信機）
モジュールMPR‑1Aは、原子間力顕微鏡のカンチレバーから反射される光信号を受信し、カンチレバーの振動に伴う光ビームの変位を電気信号に変換し、SCDユニットへ送ります。
SCD(光信号アナログ演算ユニット:MSC‑1）は必要なアナログ演算を実施し、ピエゾスキャナ駆動コントロール信号生成に必要な信号を出力するための装置です。

直径100um以上をご使用下さい【高速AFM用：高周波重畳レベル可変光源】
高周波重畳付きレーザー光源は、高周波重畳レベルを可出来ますので原子間力顕微鏡などの実験に最適な小型光です。

DLP‑2：２入力差動増幅器

PDA (光 信号受信)モジュール : MPR‑1A

SCD (光信号アナログ演算)ユニット : MSC‑1

φ25
L＝50偏光状態 直線偏光（楕円率の目安として1：2～1：3ほど）
ビーム径 約1.9mm(∥) × 5.1(⊥)mm @ 1/e2(計算値)

高速AFM用（HFレベル可変）光源
HF発振周波数≒340[MHz]【光ファイバー評価機用 OTR ( Optical Transmitter & Receiver ) シリーズ】

OTR シリーズは, 以下①②の機能を持ったモジュールを搭載し、ネットワークアナライザと組み合わせてマルチモード光ファイバーの帯域測定が出来ます。

サイズ：EIA‑1U

注1）独自光学系は現在NA0.25 (ＳＰＸ光学系) とNA0.5 (ＳＡＸ光学系) の2種類あります
注2）
ご希望の変換感度についてはご相談承ります（2MV/Wの製作実績あり）
注3) 650nm基準波長品と850nm基準波長品について
SPD‑1、SPD‑2及びSPA‑2に使用されているPDは、周波数特性の波長依存性があり、概ね1MHzから100MHzの範囲での周波数特性が変化します。
そのためSPD‑1̲650nmとSPD‑2̲650nm及びSPA‑2̲650nmでは658nmで周波数特性がフラットになるようにチューニングされています。SPD‑1̲850nmとSPD‑2̲850nmでは850nmで周波数特性がフラットになるようにチューニングされています。複数の波長で測定を実施される方には、周波数特性波長依存性の少ないPDを使用したSPD‑3、SPD‑4、SPA‑3、SPA‑4のご使用をお勧め致します。

① E/Oコンバーター （標準コネクタ 光出力：FCレセプタクル 、電気入力：SMAジャック）・ネットワークアナライザから出力される電気信号を受信し、これを光変調信号に変換してDUTとしてのマルチモード光ファイバーに送出します。
・光出力パワーの安定化のためのAPC制御、GHz帯域にわたる高速変調を両立させる高速変調APC方式の採用
・出射波長の安定化のため温度制御回路の採用（発光素子にペルチェ素子とサーミスタを装着）

注4）最小適応ファイバー径について
SPA‑2̲650nmで使用するファイバーコア径は、直径100um以上をご使用下さい。コア径の細いファイバーを使用した場合、PD受光面でのスポットが小さくなりすぎ、本来の周波数特性が維持出来なくなります。

② O/Eコンバーター （標準コネクタ 光入力：FCレセプタクル 、電気出力：SMAジャック）・DUT光ファイバーから出力される光信号を電気信号に変換してネットワークアナライザに返す機能
・GHz領域までの光ファイバー帯域特性が可能となるだけの広帯域特性を得るとともに、測定対象となる光ファイバーの減衰により微弱となる光ファイバー出力光を精度良く検出できる低雑音特性

45