ポータブル低速回転軸受診断器■ 本体仕様MK-560■ 標準構成・型式● AE計測部

AE信号 １チャンネル

入力信号（入力インピーダンス７５Ω）

測定周波数範囲
測定レンジ

測定モード

測定周波数範囲

100kHz

100k〜500kHz

200kHz200k〜500kHz

＋40dB

入力範囲

300mVp-p

A/D変換

16bit/w

ダイナミックレンジ

50dB以上FFT周波数分解能

解析周波数レンジの1/400

アンチエリアシングフィルタ

測定最大周波数の1.5倍周波数にて-25dB（TYP）以上

診断器本体

MK-560１台

AE-201SM-1-NC

１個充電池パック

MK-8401

１個充電器

MK-8220

１個ＣＦカード

TS128MCF200I

１枚

振動・AE測定用グリース

MK-9903

１個キャリングケース

MK-9701A

１個

マグネット式AEセンサー

MK-560取扱説明書

１部

圧±５V（AEセンサー信号のスルー出力）

インピーダンス51Ω

型式AE-201SM-1-NC

ケーブル種類

φ３同軸ケーブル

保護構造

IPx6

プリアンプ

内蔵ケーブル長横出し

ピーク感度● ソフト機能部

測定表

測定表示、測定詳細設定

示

測定結果表示、測定波形表示、TOP10表示、波形拡大表示

特許技術

1m

ケーブル取り出し

80dB（1V/(m/s)比）以上

駆動電源＋15Ｖ（75Ω）

使用温度範囲

0〜80℃

消費電流

パソコンでデータ管理！

オシロスコープなどで波形観察（接続ケーブルはオプション）−24〜85℃

外形寸法

新開発の 独自信号処理 により軸受異常時のAE（Acoustic Emission）信号を抽出・指標化し、その場で診断結果を表示します。

センサー信号スルー出力！

7.7〜14.3ｍＡ

保管温度範囲超低速1〜150 rpmまでの低速回転軸受の診断に
これまで難しいとされていた低速回転軸受の診断に革命！

■ センサー仕様● マグネット式AEセンサー仕様● AE出力部

電ポータブル低速回転軸受診断器

メモリーカードへ CSV形式で出力
測定日時、診断パラメーター値、

φ20×28.5(H) mm (ケーブル引出部除く)

波形・解析データなど● 一般仕様表示（表計算ソフトでデータ管理）

カラー液晶（240×320ドット）
充電池パック（リチウムイオン充電池）

メイン電源

AC電源アダプター（オプション）

連続動作時間

3時間以上（充電池パック使用時、バックライト未使用時）

外部メモリー

CFカード

バッテリー充電時間

約３時間

カードスロット

CFカード TYPEⅠ/TYPEⅡ（3.3V仕様）

使用温度範囲0〜50℃（90％RH，非結露）本体保護構造IP66

保存温度範囲−10〜60℃（90％RH，非結露）

質

約490ｇ
（本体。充電池パック装着時）

97W×50D×170H（㎜）外形寸法
量■ オプション品
マグネット式AEセンサー

AE-201SM-3-NC
AE-201SM-5-NC
AE-201SFシリーズ

常設型AEセンサー

AE-201TFシリーズ

AE信号出力ケーブル
端末：BNCプラグ
ケーブル長：1m

CJ-01-7

延長ケーブル（5m）

CL-05-5（）

延長ケーブル（10m） CL-10-5

充電池パック

MK-8401

AC電源アダプター

A10WN-09010I

PCカードアダプター

CFC-ADP03振動・AE測定用グリース

MK-9903

充電器

MK-8220

ＣＦカード

TS128MCF200I

USB-CFカードリーダ

ADR-CFU2H

キャリングケース

MK-9701A

MK-560本体※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

軽量・バッテリー駆動！

ＵＲＬ: http://www.jfe‑advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
東京

本社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)JC-MK560-03A

兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業部）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑7362
FAX.03‑5825‑5591（計測診断事業部 東京営業部）
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

現場で診断結果・波形データ確認！

18.12.3000 K

マグネット式AEセンサー

ポータブル低速回転軸受診断器ＭＫ- 560

これまで難しいとされていた低速回転軸受診断を、新開発の独自信号処理により実現させたポータブル診断器です

特データ表示例長● 簡単操作測定対象の軸回転速度を入力して測定開始するだけで結果（診断パラメーターおよび診断結果）をその場で表示● 新開発の診断ロジック
弊社独自の信号処理・診断ロジックを用いて、軸受異常時のＡＥを抽出● データ管理・解析機能

AE（Acoustic Emission）とは『物体の亀裂・破壊・磨耗・摺動等に伴って放出される弾性波』のことをいいます。
低速回転軸受では、主に転動体と損傷との衝突・金属面接
触・磨耗・摺動によってAEが生じます。
検出器：AEセンサー

・測定波形や周波数解析波形（ＦＦＴ）
をその場で表示・メモリーカードに保存しパソコンでデータ管理・解析が可能
・ＡＥ信号のスルー出力をオシロスコープなどで観測可能測定したデータをメモリーカードに保存（CSV形式）し、表計算ソフト等で管理、解析することができます。
●測定データ一覧●波形データ

表計算にて折れ線グラフ描画

AE波形表示表計算にて散布図グラフ描画

FFT表示

弾性波（AE）の放出（接続ケーブルはオプション）● ポータブル性

傾向管理グラフ

亀裂の進展

小型軽量、バッテリー駆動

振幅分布表示原理（代表的な診断パラメーター）
MK-560は低速回転軸受から発生するAEに対し、増幅・フィルターリング・包絡線検波処理などの信号処理を行い、正常時信号から逸脱した成分を数値化することで診断を行います。
● E̲ratio（イーレシオ）

こんなこともやってます！
イベント検出レベル
判定閾値を変更して、対象設備・運転状況などにより診断をチューニング！

④

連続区間判定（特許技術）③②①

軸受異常によるAE事象は持続性がある（③）という特徴から、スパイク的なAE

適用事例● 潤滑不良事例

潤滑不良軸受（④）
を判定から排除することで突発ノイズの影響を除去！

E̲ratio=11[%]

軸回転速度：70[rpm]※イベント検出レベル：1dB、連続区間判定：3回

正常軸受E̲ratio=0[%]

軸回転速度：70[rpm]※イベント検出レベル：1dB、連続区間判定：3回

軸が一回転する間の『平均的な振幅（①：後述のAve値）』に対し、設定したイベント検出レベル（②）を超えたAE（イベントAE）の割合を軸受状態の診断指標とします。その割合を測定回転数分で平均した値がパラメーターE̲ratioです（特許技術）。
● E̲area（イーエリア）

軸受損傷要因の一つ、潤滑不良を検出した事例です。正常軸受でのスパイク的なノイズをイベントAEから排除することで、潤滑不良時との差を①

明確に区別できています。
③● 軸受損傷（剥離・変色）事例

損傷軸受の測定結果

開放点検結果損傷軸受②（参考）正常軸受の測定結果測定したAE検波信号（①）の振幅頻度分布を求めると、損傷軸受の場合、最頻振幅（②）
に対し高振幅側に非対称な分布（③）が現れます。

E̲area=977[dB2]
軸回転速度：60[rpm]一方、正常軸受の場合は、ほぼ対称に分布することから、振幅分布の非対称な広がりを数値化し、比較することで診断します。
その数値がパラメーターE̲areaです（特許技術）。
軸受交換後その他のパラメータ・・・・・・・・ 軸が一回転する間の■ E̲peak（イーピーク）『イベントAE』の最大振幅を測定回転数分で平均した値を示します■ E̲ave（イーアベ）・・・・・・・・・・・・・ 軸が一回転する間の『イベントAE』の平均振幅を測定回転数分で平均した値を示しますE̲area=0[dB2]
軸回転速度：50[rpm]
オーバーホール後

内外輪・転動体に顕著な剥離
赤銅色変色・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 軸が一回転する間の最大振幅を測定回転数分で平均した値を示します■ Peak（ピーク）■ Ave（アベ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 独自の信号処理により『正常波形から逸脱する部分を省いたAEの振幅レベル平均』を示します（特許技術）

損傷の悪化や剥離損傷の範囲が広くなると、E̲areaはさらに値が大きくなっていくため、損傷度合いの指標にもなります。