GeneralSpecifications

WW4381-□□B-2SS
投込式水位計発信器（ベロフラム付き）

WW4381 形投込式水位計発信器は、水深変化を半導体圧力センサで測定して、4～20 mA DC の電流信号に変換する 2 線式の水位計です。
専用ケーブルに内蔵した外気圧導入チューブを用いて大気圧を導入し、大気圧の影響を受けない水位測定が可能です。また、使用用途として低濃度の化学薬液槽や貯水池、井戸、放水路、汚水槽などに使用できます。
別売り製品の WW4382 形投込式水位計中継器と組み合わせることで、水位の表示や発信器の調整・設定変更などが可能です。
＜特長＞● 圧力検出部分に次世代の単結晶素子を用いた振動式センサを搭載し、精度と信頼性が向上しました。
● 外気圧導入チューブを内蔵した専用ケーブルの使用により、測定誤差を軽減しています。
● 受圧部を腐食から保護するベロフラムを装着しています。
● 受圧部の最大許容入力の性能が向上し、より凍結に強い構造となりました。
● 専用ケーブルは 1,000 N の荷重に耐える強度があり、チェーンを用いずに吊り下げることができます。また、専用ケーブルでの吊り下げが困難な設置場所では、チェーンを用＜製品コード＞
形名

基本仕様コード

いた吊り下げも可能です。
● スタンド取付けにより自立可能です。
● サービス員によるメンテナンスキットを用いての現地修理が可能です。

＜ご注文時指示事項＞
1.

形名および基本仕様コード、付加仕様コード

2.

関連製品

3.

出荷時設定内容
・測定範囲（「表.1測定範囲および測定スパンの設定可能範囲、精度」に示す測定スパンの設定可能範囲

WW4381 -□□B-2SS-10-20-50-70
B-2SS

付加仕様コード仕様等

投込式水位計発信器
測定範囲 ： 0～10 m〃： 0～20 m〃： 0～50 m〃： 0～70 m
常に B
ベロフラム：付き
常に SS／L□□□ センサケーブル長L001～L010：1～10 m、1 m 単位で長さを指定
L015：15 m
L020～L100：20～100 m、10 m 単位で長さを指定／S□□ S26：φ267 mm スタンド
S20：φ200 mm スタンド
S15：φ150 mm スタンド
S10：φ100 mm スタンド
／W1 重錘／RND 端末処理 ： 丸端子付き／BAR〃： 棒端子付き内でご指示ください）

GS WW4381-01
2024.08 5 版

＜仕様＞
項

検精

出＜構目
方内式
度

容

電隔絶
耐調使
取

源

測
縁

距
抵

整設

用付

環
方材

外質

離抗
雷定

境法
質

形

寸法
量品＞

名

シリコン振動式
測定範囲の上限値の±0.1％※ 空気圧試験 23℃において※ 直線性、ヒステリシス、繰返し性含む※ 精度は、設定した測定スパンにより異なります。「表.1 測定範囲および測定スパンの設定可能範囲、精度」を参照してください。

最大許容入力温 度 特 性構造出力

成

4 MPa（水深 400 m 相当の圧力）測定範囲の上限値の±0.015％／℃
JIS C 0920 70 m 水中形
アナログ出力 ； 4～20 mA DC
負荷抵抗； 250～600Ω
22～30 V DC
接続してる負荷抵抗によって、通信動作を行うために必要な電源電圧が異なります。
「図.1 負荷抵抗と通信可能な電源電圧の関係」を参照してください。
※ 負荷抵抗が最大の 600Ωの場合は、26.2 V
DC 以上の電源電圧が必要です。
発信器と中継器間 最大 100 m
100 V DC、20 MΩ
電源とボディ間 10 kV
中継器が WW4382-00B 形の場合 ；支援機器により実施（弊社サービス員または代理店へご連絡ください）
中継器が WW4382-10B 形の場合 ；中継器の設定機能でゼロ点調整、ダンピング時定数、電流出力反転の設定が可能‧ ゼロ点調整 … エレベーション、サプレッションが可能‧ ダンピング時定数 … 0.2、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0、16.0、32.0、64.0 秒‧ 電流出力反転 … 4～20 mA DC のア
ナログ出力の正逆－10～60℃（凍結しないこと）
水中に吊り下げ、またはスタンドにより水底設置
ボディ；SUS316L
ベロフラム；フッ素ゴム
圧力伝達液；プロピレングリコール
φ90×218（H）mm
約 2.6 kg（ケーブル含まず）

称

投込式水位計発信器本体
φ267 mm スタンド
φ200 mm スタンド
φ150 mm スタンド
φ100 mm スタンド
付属品
＜付属数量

仕様・備考

1台
1式
1式
1式
1式
1式

---------材質：SUS316
材質：SUS316
材質：SUS316
材質：SUS316----------

付属数

部品番号

品＞

名

称

取扱説明書
エアフィルタ

1部
1個---------K5610VQ＜関 連 製 品＞
名

称

部品番号

投込式水位計中継器

WW4382

φ267 mm スタンド
φ200 mm スタンド
φ150 mm スタンド
φ100 mm スタンド重錘
チェーン （ *1）

K5611FK
K5611FN
K5611FR
K5611FU
W4489-10-20
C582-10007

チェーン用金具 （ *2）

K5611FX

仕様・備考
WW4381 用中継器
材質：SUS316
材質：SUS316
材質：SUS316
材質：SUS316
材質：SUS316
材質：SUS316
六角ボルト、ワッシャ、シャックル* 1： ご注文時にチェーンの長さを 1 m 単位でご指定ください。
* 2： チェーンを固定する金具です。チェーンと併せてご指定ください。

＜保守名品＞
称

エアフィルタシリカゲル （ *1）

部品番号
K5610VQ
K5611HP

仕様・備考
乾燥剤入りケース
乾燥剤 10 個入り* 1： 1 回の交換に 4 個使用します。

600

負荷抵
抗 250[Ω]

通信可能範囲17.926.230

電源電圧 [V]図.1 負荷抵抗と通信可能な電源電圧の関係

GS WW4381-01
2024.08 5 版

２

表.1 測定範囲および測定スパンの設定可能範囲、精度

基本仕様コード

測定範囲

測定スパンと精度の関係
測定スパン

測定スパンの設定可能範囲-10B-2SS 形

0～10 m1～10 m-20B-2SS 形

0～20 m2～20 m-50B-2SS 形

0～50 m5～50 m-70B-2SS 形

0～70 m7～70 m7 m を超え 10 m 以下
3 m を超え 7 m 以下
1 m 以上 3 m 以下
14 m を超え 20 m 以下
6 m を超え 14 m 以下
2 m 以上 6 m 以下
35 m を超え 50 m 以下
15 m を超え 35 m 以下
5 m 以上 15 m 以下
49 m を超え 70 m 以下
21 m を超え 49 m 以下
7 m 以上 21 m 以下

*1
精度

測定スパンの±0.1%
測定スパンの±0.2%
測定スパンの±0.5%
測定スパンの±0.1%
測定スパンの±0.2%
測定スパンの±0.5%
測定スパンの±0.1%
測定スパンの±0.2%
測定スパンの±0.5%
測定スパンの±0.1%
測定スパンの±0.2%
測定スパンの±0.5%* 1： 精度の見方-10B-2SS の測定スパンを 5 m に設定した場合の精度は、測定スパン（5 m）の±0.2%（±10 mm）になります。
-20B-2SS の測定スパンを 15 m に設定した場合の精度は、測定スパン（15 m）の±0.1%（±15 mm）になります。

＜ブロック構成例＞（関連製品）
4-20mA

WW4381形
投込式水位計発信器＜外形図＞（別売り製品）4-20mA

2線伝送用変換器または2線伝送用電源（ディストリビュータ）

電源
信号出力

WW4382形
投込式水位計中継器(単位：mm)WW4381-□□B-2SS 形
投込式水位計発信器（ベロフラム付き）＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

３

GS WW4381-01
2024.08 5 版