GeneralSpecifications

WM8872
流速流量モジュール

WM8872 形流速流量モジュールは、流速・水位・流量の各データを処理するフィールド インフォメーション サーバ（Fis という）用の変換器です。
WJ7701 形電波流速水位計発信器で計測した河川の表面流速データおよび水位データを入力し、河川流量をリアルタイムに算出します。なお、BCD 入力モジュールなどから入力した水位データより流量演算を行うことも可能です。
＜特長＞●1 台で流速、水位および流量の演算機能を備えています。
●河川の規模に合わせて流速水位計の数（測線数）を選べる
ため、小河川から大河川までの流量観測に使用できます。
●フラッシュメモリに記憶した河川の横断データと水位データにより区分流積を求め、この区分流積と流速入力データにより流量を演算します。
●WJ7701 形電波流速水位計発信器と水位計はそれぞれ 20台まで接続できます。
●河川の横断データは内蔵のフラッシュメモリに記憶されており、現地での更新が可能です。
●観測結果は、CF カードに記録します。CF カードの記録内＜製品コード＞

容は観測後パソコンで処理できます。
●観測データの BCD 出力が可能です。

形名●WM8801 形処理モジュールを組み合わせることで観測デWM8872

基本仕様コード 付加仕様コード

ータをインターネットなどの通信回線に伝送でき、事務所-FWなどの遠隔地からリアルタイムに観測データを得ること-RF *1ができます。
●風向風速計発信器、風向風速モジュールを組み合わせて、

流量・流速 20ch まで／WIN

風補正／AN1

アナログ出力 2ch／AN2

アナログ出力 4ch／□□2／□□1／□□1／BC1

BCD 出力（無電圧リレー接点） 1ch／BC2

BCD 出力（無電圧リレー接点） 2ch

3個1個／BD1

BCD 出力（トランジスタ接点）1ch／BD2

BCD 出力（トランジスタ接点）2ch／AN1／BC1

アナログ出力 2ch
BCD 出力（無電圧リレー接点）1ch／AN1／BD1

アナログ出力 2ch
BCD 出力（トランジスタ接点）1ch／BC1／BD1BCD 出力（無電圧リレー接点）1ch
BCD 出力（トランジスタ接点）1ch

付 属 数

M4 バインドねじ
コネクタ防塵カバー
取扱説明書／□□11個1個2個1個1部＜関 連 製 品＞
名称

アナログ出力ブロック
BCD 出力ブロック
BCD 出力ブロック
コネクタ
カバー
CF カード仕様

アナログ 2ch
無電圧リレー接点形 1ch
トランジスタ接点形 1ch
BCD 出力ブロック用
BCD 出力ブロック用
32MB 広温度範囲品

流量・流速 5ch まで

流量・流速 10ch まで＜付 属 品＞

付加コードなし／C05 *1（発注時に河川横断データが必要）／C20 *1あります。

称

流速・水位用流速・水位・流量用／C10 *1

河川表面流速が受ける風の影響の補正処理を行う機能が

名

製品名称

部品番号
K5635BP
K5635ESK5635ET
A1612JD
A1613JD
K5636JT*1： －RF 選択時には／C05／C10／C20 のいずれかを必ず指定してください。

GS WM8872-00
2024.08 3 版

＜仕様＞
項目

内

入力機器
入力 CH 数
入力間隔
流速水位入力

演算処理

インターフェース
隔測距離水位入力*1

風向風速入力

入力機器
入力 CH 数
入力機器
入力 CH 数
入力データ

横断データ入力
入力方法

*2区分

流
流量演算数
積

観測流量

*2

更正流量
演算間隔
記 録 媒 体記 録 形 式カード記録

記 録 要 素記 録 間 隔
出力 CH 数
アナログ出力出 力 要 素（付加仕様）
更 新 間 隔
出力 CH 数出 力 要 素更 新 間 隔無電圧リレー接点出力（付加仕様） 出 力 C H 数

容WJ7701 形電波流速水位計発信器
最大 20 ch
1,2,5,10 秒（入力 CH 数による）
流速角度補正風による表面流速の影響補正
角度誤差による水位補正
水位ゼロ点補正
移動平均処理RS-485
最大 1 km
WM8862 形電圧モジュールWM8863 形 BCD 入力モジュール
最大 20
WM8841 形風向風速モジュール
1 ch
各水位に対する各横断区分の流水断面積（流積）の一覧データ
シリアルポートから入力し、内蔵フラッシュメモリに記憶
最大 32
水位をパラメータとする流積テーブルから引き出した値
各測線ごとに流積と流速から区分流量をもとめ、これを積算した
値
観測流量に設定された更正演算処理をした値
1 分（固定）コンパクトフラッシュカード
推奨品；K5636JT 形 CF カード（32MB、広温度範囲品）
CSV フォーマットのテキストフ
ァイル
日時、更正流量*2、各 CH 流速、各 CH 水位、風向、風速（未入力の要素、演算されていない要素は省略します。）
1，2，5，10，20，30 秒，1，2，5，10，15, 20，30，60 分から選択設定（-RF 選択時の場合は 1～30 秒は使用できません）
2 ch
観測流量*2、更正流量*2、任意流速、任意水位から選択設定
1秒1 ch
観測流量*2、更正流量*2、任意流速、任意水位から選択設定
カード記録間隔に従う
ただし最小は 1 分
1 ch

出力

要

素

観測流量*2、更正流量*2、任意流速、任意水位から選択設定

更新間

隔1秒

時
計
使 用 環 境電源

消 費 電 流一般仕様

塗色

外 形 寸 法質量

月差±30 秒（23±3℃にて）-10～＋50℃、90% r.h.以下
5 V DC、12 V DC
5 V DC ：本体；約 150 mA、アナログの電圧出力 1 ブロックあたり 約 40mA 加算、アナログの電流出力 1 ブロックあたり 約 60mA 加算、
BCD の無電圧リレー接点出力 1
ブロックあたり 約 10 mA 加算、
BCD のトランジスタ接点出力 1ブロックあたり 約 200 mA
12 V DC：
本体；約 60 mA
アナログの電圧出力 1 ブロックあたり 約 100mA 加算、アナログの電流出力 1 ブロックあたり 約 170mA 加算
フロスティホワイト（マンセル 2.5Y8.4/1.2 相当）
本体：
約 68（W）×154（H）×106（D）mm
アナログ出力：約 34（W）×154（H）×106（D）mm
接点出力：
約 34（W）×154（H）×106（D）mm
本体：約 460 g
アナログ出力：約 340 g
無電圧リレー接点出力：約 370 g
トランジスタ接点出力：約 310 g＜アナログ出力数＞（／AN1 用）
出力選択 *1
DC0～1V 出力用
DC0～5V 出力用
DC1～5V 出力用
DC4～20mA 出力用

出力端子
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
DC0～1V
DC0～10mV
DC0～1V
DC0～10mV
DC0～5V
DC0～10mV
DC0～5V
DC0～10mV
DC1～5V
DC1～5V
DC4～20mA
DC4～20mA*1： 1 種類が選択できます。

（／AN2 用）
出力選択（1）*2

出力端子
OUT1
OUT1
DC0～10mV
DC0～1V
DC0～10mV
DC0～5V
DC1～5V
DC4～20mA
OUT1
OUT1

出力選択（2）*2

OUT1
DC0～1V
DC0～5V
DC1～5V
DC4～20mA
OUT1

DC0～1V 出力用
DC0～5V 出力用
DC1～5V 出力用
DC4～20mA 出力用

DC0～1V
DC0～10mV
DC0～5V
DC0～10mV
DC1～5V
DC4～20mA

DC0～1V 出力用
DC0～5V 出力用
DC1～5V 出力用
DC4～20mA 出力用

OUT1
DC0～10mV
DC0～10mV

OUT1

DC0～1V
DC0～10mV
DC0～5V
DC0～10mV
DC1～5V
DC4～20mA*2： 出力選択（1）と出力選択（2）から各 1 種類が選択できます。

*1： WJ7701 形電波流速水位計発信器以外より水位データを入力する場合の仕様です。

*2： -RF 選択時の場合に有効になります

GS WM8872-00
2024.08 3 版

２＜許容負荷抵抗＞

OUT2 は OUT1 と同じ要素、OUT4 は OUT3 と同じ要素が＜接点出力内容＞
項目
内容負出
力 符号付／補数 1／補数 2
パ リ テ ィ なし／奇数／偶数
前値ホールド／指定値／
エラー時データ
パリティエラー
定周期／データロック信号入力時／
出力タイミング
定周期およびデータロック信号入力時
信 号 桁 数 4 桁／5 桁
信 号 論 理 負論理／正論理
信 号 状 態 BUSY／READY

出力されます。

各項目は内容の中より任意に選択可能です。

DC0～10mV
DC0～1V
DC0～5V
DC1～5V
DC4～20mA 出力用

100kΩ以上
5kΩ以上
5kΩ以上
5kΩ以上
500Ω以下＜アナログ出力要素と出力範囲＞
OUT1 と OUT3 に対し、以下の要素から選択できます。

要素流量

流速

水位

要素名

出力範囲

更正流量、

0.00～20000.00 m3/sec

観測流量
発信器 1 流速、発信器 2 流速発信器 1 水位、発信器 2 水位

0.00～100.00 m/s＜BCD 出力接点定格＞
無電圧リレー接点
50 mA 30 V DC（抵抗負荷）
トランジスタ接点
50 mA 30 V DC（抵抗負荷）＜接点出力内部回路＞
無電圧リレー接点出力形

0.00～100.00 m＜アナログ出力内部回路＞（出力ブロック 1 台に対する）＜トランジスタ接点出力形＞＜アナログ出力端子部寸法＞(単位：mm)M3.5
139.58.1245678＜接点出力の適合コネクタと適合電線＞
接続方
法

部品番号

適合電線サイズ1.27mm ピッチフラットケーブル
AWG28(0.08mm2)
FCN-361J048-AU コネクタ A1612JD AWG23 以下ハンダ付け
FCN-360C048-B コネクタカバー A1613JD （0.26mm2 以下）
FCN-363J048 ハウジング
AWG28～AWG24
圧 着 FCN-363J-AU コンタクト(0.08～0.20mm2)
FCN-360C048-B コネクタカバー
圧３適合コネクタ(富士通製)

接 FCN-367J048-AU/F

GS WM8872-00
2024.08 3 版

＜接点出力コネクタのピン接続＞
信号内容
10 0 COM
01×10
4×10 0
10 1 COM
1×10 1
4×10 1
10 2 COM
1×10 2
4×10 2
10 3 COM
1×10 3
4×10 3
10 4 COM
1×10 44×10 4SIGN COM
BUSY／READYCOM
DATA LOCK COM
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用

PIN B

信号内容

＜接点出力の信号の意味＞

1234567891011121314151612345678910111213141516

P×10 01 , 2 , 4 , 8 , P × 1 0 0
1 , 2 , 4 , 8 , P × 1 0 1
1 , 2 , 4 , 8 , P × 1 0 2
1 , 2 , 4 , 8 , P × 1 0 3
1 , 2 , 4 , 8 , P × 1 0 4
10 0,10 1 ,10 2 ,10 3 ,10 4 COM
SIGN
S I G NC O M
B U S Y ／ R E A D Y

1717

BUSY／READY

18192021222324

18192021222324

DATA LOCK
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用未使用

PIN A

02×10
8×10 0
P×10 1
2×10 1
8×10 1
P×10 22×10 28×10 2
P×10 3
2×10 38×10 3
P×10 42×10 48×10 4
SIGN

：
：
：
：
：
：
：
：
：

1 桁目のデータとパリティ出力
2 桁目のデータとパリティ出力
3 桁目のデータとパリティ出力
4 桁目のデータとパリティ出力
5 桁目のデータとパリティ出力
1～5 桁目のデータコモン
データのマイナス符号出力
データのマイナス符号のコモン
ビジィ：更新のステータス出力
レディ：確定のステータス出力
B US Y ／ RE A DY CO M ： ビジィ／レディのコモン
D A T A
L O C K ： データロック信号入力（無電圧接点入力）
D A T A L O C K C O M ： データロック信号のコモン
コモンの内部接続：100 COM、101 COM、102 COM、103 COM、104COM、SIGN COM は内部で接続しています。
BUSY／READY COM は独立しています。他のコモン信号とは接続していません。

＜BCD 出力要素と出力単位＞
要素流量流速水位

要素名
更正流量、観測流量
発信器 1 流速、発信器 2 流速発信器 1 水位、発信器 2 水位

出力範囲

以下から選択0.01、0.1、1 m3/sec
0.01 m/s
0.01 m＜BCD 出力タイミング＞
・ 定周期による更新

データ更新間隔

データ出力

ＢＵＳＹ出力(BUSY/READY)

200ms以下

GS WM8872-00
2024.08 3 版

４

・ データロック信号による更新

200ms以下
データロック信号(DATA LOCK)※データロック信号は，３０ｍｓ以上入力してください。

データ出力

ＢＵＳＹ出力(BUSY/READY)

・定周期＋データロック信号

200ms以下※データロック信号は，３０ｍｓ以上入力してください。

データロック信号(DATA LOCK)

データ更新間隔

データ更新間隔

データ出力

ＢＵＳＹ出力(BUSY/READY)

データ出力の更新をスキップ

注）出力タイミングを「定周期＋データロック信号」に設定した場合、データロック信号が入力されている間の定周期によるデータ更新はスキップされます。

＜外形 図＞

WM8872-FW,-RF（標準タイプ）

５(単位：mm)

WM8872-□□/AN1

GS WM8872-00
2024.08 3 版

WM8872-□□/AN2

WM8872-□□/BC1,-□□/BD1

WM8872-□□/BC2,-□□/BD2,-□□/BC1/BD1

WM8872-□□/AN1/BC1,-□□/AN1/BD1＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WM8872-00
2024.08 3 版

６