OPTICAL ELEMENTS

中央精機の光学部品について［▼ガラス材料］■当社の光学部品の材料は、主に BK7 および合成石英を使用しています。

各波長における屈折率■BK7 は可視域および近赤外域の波長に対して、透過率が極めてよい光学

波長
（nm）

BK7

合成石英

200−

1.5496230−

1.5198260−

1.5021290−

1.4905302.15

1.54791.4905334.15

1.54181.4798i線

365.02

1.53571.4746h線

404.66

1.52981.4697分光透過率特性（厚 10 ㎜）
分光透過率特性（厚10ｍｍ）

g線

435.84

1.5262

1.4667

He-Cd

441.571.5256

1.4662100％

e線

546.071.5182

1.4603F線

486.1

1.52191.4633Ar488

1.52181.4630Ar

514.5

1.52001.4616

Nd-YAG

532

1.51901.4607d線

587.561.5163

1.4585589.3

1.5162

1.4584

He-Ne

632.8

1.51461.4572

Kr

647.1

1.5142

1.4566C線

656.3

1.51391.4565RUBY

694

1.51281.4554706.521.51241.45521014

1.50691.44861300

1.50371.44691500

1.50161.44471700

1.4992

1.44232000

1.4954

1.43822300−

1.43352500−

1.42992700−

1.42593000−

1.41943400−

1.4089特性をもっています。また、化学的腐食性、表面の変質性にすぐれており、一般に光学素子材料として非常に多く採用されています。
■合 成石英は BK7 よりも紫外域の波長に対する透過率がよく、熱膨張も小さく、温度に対して安定した性質を有しています。

9080

合成石英

70

BK760T︵ 50％︶
4030
2010160

180200220240260

100％

280300320λ（nｍ）

340

360

380400420 440 460

合成石英

90

合成石英

8070

BK760
T
︵ 50％︶
40

諸特性
重2.51

BK7

合成石英

熱膨張係数（× 10-6/℃）

7.10.55

熱 伝 導 率
（cal/ ㎝・・℃）

0.00270.0032

1.5163

1.458530

比20100.51.01.52.02.5λ（μｍ）

3.03.54.04.5

屈B 162折率（d 線）2.2

OPTICAL ELEMENTS［▼反射防止コーティング］■入射する光の反射をできるだけ小さくし透過光量を大きくするために反射防止コーティングを施します。
■当社の光学部品はすべて反射防止コーティングを施していますが、反射防止コーティングをしない場合、各面での反射損失は BK7 で約 4.2％、合成石英で約3.5％です。

※材質が合成石英の光学部品は多少納期がかかります。
ご注文の際にはご確認をお願いいたします。

■当社は標準として広帯域単層膜コーティングを施していますが、ご要望により他のコーティングも承ります。

主要レーザー波長表■反射防止コーティングには次の種類があります。

紫外線

可視域

赤外線

①広帯域単層膜コーティング（波長帯域 400nm 〜 700nm）
MgF2 のコーティングの場合、中心波長（550nm）のときは BK7 約 1.3％、合成石英約 1.8％の反射損失です。

②広帯域多層膜コーティング（波長帯域 400nm 〜 700nm、中心波長 550nm）
BK7、合成石英とも 約 0.5％の反射損失です。

③狭帯域多層膜コーティング（波長指定）

指定波長ではBK7、合成石英とも約 0.1％の反射損失です。
また指定波長の± 50nm においても約 0.5％の反射損失です。
各コーティング分光反射損失特性（BK7）
各コーティング分光反射損失特性（BK7）765（BK7）
無処理R︵ 4％︶3321120400500600700λ（nｍ）
1 広帯域単層膜コーティング
2 広帯域多層膜コーティング
3 狭帯域多層膜コーティング（中心波長550nm）

163 B

OPTICAL ELEMENTS［▼光学部品一覧］
シングルレンズ
平凸レンズ：
両凸レンズ：

B-166
平凸レンズは入射した光を集光し、物体の実像を作ります（条件により虚像になります）。

B-166◆曲率半径が左右等しいもの

B-168

無限遠の物体を結像させるときは、レンズの平面を結像側に向けます。

両凸レンズは入射した光を集光し、物体の実像を作ります（条件により虚像になります）。

物体距離と像距離との比（絶対値）
が 1 または大きくない条件（0.2 〜 5 くらい）の結像で使用します。
◆曲率半径が左右違うもの

曲率半径の異なる両凸レンズは、物体の実像を作ります（条件により虚像になります）。
結像（集光）させるときには、レンズの平面を結像側に向けます。

無限遠の物体を結像させるときは、同焦点距離の平凸レンズより球面収差が少なくなります。
平凹レンズ：

平凹レンズは入射した平行光を発散します。入射する平行光側にレンズの凹面を向けて使用します。

B-171

両凹レンズ：

両凹レンズは入射した平行光を発散します。

B-173

ボールレンズ：

球形のレンズで、短い焦点距離が特長です。

B-175

シリンドリカルレンズ

B-176

平凸シリンドリカルレンズ：

円柱の屈折面を持ち、レンズの曲率方向にのみ集光または拡散します。

B-176

平凹シリンドリカルレンズ：

円柱の屈折面を持ち、レンズの曲率方向にのみ光を拡散します。

B-178

アクロマティックレンズ

B-179
色収差をなくすように設計されたレンズで、当然、球面収差など他の収差もなくすように考慮されています。

レーザーコリメーティングレンズ

B-180
特にレーザー光用のレンズとして光の収束、平行という点に重点をおいて設計されたレンズです。

球面収差のよく補正されたレンズで、材質はクラウンガラスとフリントガラスとの組み合わせ 2 枚レンズです。
特に He-Ne レーザーの波長（632.8nm）を考慮して、球面収差補正をしています。
平面ミラー

B-182

アルミ平面ミラー：

ガラス表面にアルミニウム（Al）を蒸着し表面反射鏡としたものですが、表面を保護するため、

B-182

誘電体多層膜平面ミラー：

ガラス表面に Al の代わりに誘電体薄膜を多層コーティングして表面反射鏡としたものです。

B-184をオーバーコーティングしています。
その上に保護膜としてフッ化マグネシウム（MgF2）

Al 蒸着に比べ膜による吸収がなく 100% 近い反射率が得られ、膜面の機械的化学的強度が向上します。
しかし波長および入射角度の依存性が大きいことが欠点で、狭帯域反射コーティングとなります。

ハーフミラー

B-185

クロムハーフミラー：

平行平面ガラスに金属薄膜（クロム膜）をコーティングして、45°に入射した光を反射光：透過光＝ 1：1 に分割します。

B-185

クロムウェッジハーフミラー：

ウェッジ基板のハーフミラーは、裏面反射による干渉ノイズを避けることができますが、透過光の光軸がB-186

誘電体多層膜ハーフミラー：

平行平面ガラスに誘電体多層膜をコーティングして、45°に入射した光を反射光：透過光＝ 1：1 に分割します。

B-187

ずれる点に注意が必要です。クロムコーティングにより、波長依存性は小さくなります。

誘電体多層膜ウェッジハーフミラー： ウェッジ基板のハーフミラーは、裏面反射による干渉ノイズを避けることができるので干渉計等によく使用されます。
しかし、ウェッジ基板のプリズム効果で光軸がずれる欠点もありますので、光軸調整には注意が必要です。

凹面ミラー

B-188
B-189

凹面ミラーは光を反射すると同時に、平行光にしたり、集光させたり、レンズと同じ働きをします。
平面基板

B-190

平面基板（平行平面基板仕様）：

高精度に研磨仕上げされた平面基板です。ニュートン板のほか、ミラー基板や光学用窓板などに使用されます。

B-190

平面基板（ウェッジ平面基板仕様）：

高精度に研磨仕上げされた、ウェッジ平面基板です。

B-191

ビームサンプラ：レーザー光などのモニター用に、表面反射のわずかな光だけを取り出します。

B-192

B 164

平行度を故意に悪くすることで裏面反射光との干渉を避けられるため、ハーフミラーの基板としても使用されます。
裏面は減反射コーティングを施しています。平行平面とウェッジ付の 2 種類があります。

OPTICAL ELEMENTS

プリズム
クロムハーフプリズム：

B-193
直角プリズムの斜面に金属薄膜（クロム膜）をコーティングしたプリズムを貼り合わせ立方体状にしたもので、

B-193

誘電体多層膜ハーフプリズム：

直角プリズムの斜面に誘電体多層膜をコーティングしたプリズムを貼り合わせ立方体状にしたもので、

B-194

直角プリズム：90°二等辺直角プリズムです。

B-195

分散プリズム：頂角 60°の分散プリズムです。フリントガラスで屈折率が大きく、より大きな分散が得られます。

B-197

グラントムソンプリズム：

金枠入りグラントムソンプリズムです。一つの口径に対して長さの異なる 2 種類を用意しています。

B-198

ペンタプリズム：

入射光線と射出光線の間に 90°の定偏角を与える五角プリズムです。

B-199

ドーフェプリズム：

像を回転するときに使用するプリズムです。プリズムを 1/2 回転させると入射像は 1 回転して射出されます。

B-200

コーナーキューブプリズム：

光の入射方向に関わらず、その方向へ光を反射させるための偏角 180°の定偏角のプリズムです。

B-201

垂直に入射した光を反射光：透過光＝ 1：1 に分割します。
垂直に入射した光を反射光：透過光＝ 1：1 に分割します。

入射光を 90°あるいは 180°曲げるために使用され、また光を 2 方向に分ける場合にも使用されます。

オートコリメータなどを使用して精密直角出し等に使用することができます。
一般的に平行光にコリメートされたビームで使用されます。

レーザー測長機等の移動部に装着して反射ビームの方向を常に一定に保つために使用されます。

偏光素子

B-202

偏光板：

入射した光の特定偏光成分だけを透過させ直線偏光を作ります。

B-202

偏光ビームスプリッタ：

ハーフプリズムと同じ構造ですが、斜面に誘電体多層膜をコーティングしてあり、光を入射すると、

B-203

1/2 波長板、1/4 波長板：

光の偏光状態は直行する電界の間の位相差で決まりますが、この位相を 1/2 または 1/4 波長だけ

B-204

1/2 波長板、1/4 波長板（金枠入り）：

金枠入り波長板です。マルチプルオーダとファーストオーダを用意しています。

B-205

偏光板を 2 枚重ね、互いの透過軸を 90°ずらすと透過光がなくなります。
P 偏光を透過し S 偏光を反射します。
変化させる素子です。

光ファイバ

B-207
通信や、照明光などの伝送路に使用する光ファイバです。すべて接続用の光コネクタ付です。

ピンホール

B-208

ピンホール：

主にスペイシャルフィルタとして使用され、レンズでレーザー光を拡散させる場合、レンズの焦点の位置に

B-208

クロスピンホール：

ピンホール板に設けた 4 か所のスリットから通過してくる光をガイドとすることで、ピンホールの心出し作業がB-208

配慮して、レンズやミラー等の光学部品の傷やごみ等による回折光、散乱光等を遮断するために使用します。
容易に行えます。

対物レンズ

B-209
スペイシャルフィルタに使用する対物レンズです。

焦点距離の短いものほど入射光を小径に集光でき、出射する光の広がりが大きくなります。
ND フィルタ

B-210
ガラス板に金属クロムをコートし、波長に依存しないで、光量調整を行います。
何枚かを組み合わせて、必要な透過率を得ることもできます。

165 B