耳管機能検査装置 JK-05A
仕

様

検査機能

音響法
外耳道音圧
（音圧変化量の表示幅）
外耳道音圧測定レンジ：フルスケール20、40dB
外耳道音圧測定精度：±4dB（デフォルト値）
または50dBSPL
音圧校正レベル：55dBSPL、デュレーションタイム：50ms〜5000ms、5ms分解能で計測結果を表示
咽頭雑音（音圧変化量の表示幅）
咽頭雑音測定レンジ：フルスケール20、40dB
咽頭雑音測定精度：±4dB±1.5dB（F）
スピー力音源：7kHzオクターブバンドノイズ 最大出力123.0dB
インピーダンス法（±3％以内）プローブ音周波数：226Hz（±3dB以内）
プローブ音出力音圧：85dBSPL
2.0mL
コンプライアンス測定レンジ：フルスケール0.5、1.0、（コンプライアンス変化量の表示幅）
コンプライアンス測定範囲：0.5〜8.0mL
鼻咽腔圧±1200daPa±600、
鼻咽腔圧測定レンジ：フルスケール600、1200、
鼻咽腔圧測定精度：±10％
咽頭雑音（音圧変化量の表示幅）
咽頭雑音測定レンジ：フルスケール20dB
咽頭雑音測定精度：±4dB
開大圧表示機能：等価容積が上昇し0.2mLを超えた時の鼻咽腔圧を画面表示する。
（Dタイプのみ）
T.T.A.G.法
外耳道圧±300daPa±80、±40、
外耳道圧測定レンジ：フルスケール40、80、300、（ただし40daPa未満の圧力については±2daPa
外耳道圧測定精度：±5％以下
以下）
鼻咽腔圧±1200daPa±600、
鼻咽腔圧測定レンジ：フルスケール600、1200、
鼻咽腔圧測定精度：±10％
咽頭雑音（音圧変化量の表示幅）
咽頭雑音測定レンジ：フルスケール＋20dB
咽頭雑音測定精度：±4dB
開大圧表示機能：外耳道の圧力上昇が＋20daPa若しくは圧力降下が−20daPaに至った時の鼻咽腔圧を画面表示する。
（Dタイプのみ）
インフレーション・デフレーション法
外耳道圧−225〜＋300daPa
外耳道圧測定レンジ：−600〜＋800、
外耳道圧測定精度：±5％以下（ただし40daPa未満の圧力については±2daPa以下）（圧力ダイアルのLock to Lock）
外耳道圧力可変幅：約1000daPa（Inf（条件：約1気圧の大気中で、外耳道圧検出用チューブの先端に3mLのキャビティをつけた場合）
Def法用プローブ）
外耳道圧力警告機能：定められた外耳道圧力により警告音を出す。
＋600daPa以上
断続音 −400daPa以下、＋850daPa以上
連続音 −650daPa以下、
外耳道圧力開放機能：定められた外耳道圧力によりピンチバルブを開放して＋950daPaまたは−800daPa減圧する。
測定した外耳道圧力の最大値を数値表示する。
開大圧表示機能：検査停止時に、
但し20daPa以上の正の最大圧のない場合は表示しない。
※本仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

デジタル部（バックライト付き）
表示器：320×240ドット モノクロ液晶表示器（感熱記録紙TP-19）
内蔵プリンタ：感熱式ラインプリンタ（RS-232-C準拠）
外部インターフェイス：シリアル通信機能
9-PIN D-SUB端子

電源

電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類：B形装着部
電源：AC100V 50/60Ｈz 約25VA

環境条件

使用温湿度範囲：5〜35℃ 85％R.H.以下 500〜1050hＰa（いずれも結露なきこと）

大きさ・重さmm・約5.0kg
（高さ）
×180
（奥行）
×260
（幅）
本体：330mm・約4.2kg
（高さ）
×65
（奥行）
×375
（幅）
オプションユニット：330

別売品

データベースソフト耳管機能検査装置 DF-66
開業医向け電子カルテ接続ソフト DF-70
JK-05用通信ケーブル JK-05-162
ヘッドバンド EB-23

付属品

音響法スピーカ
音響法プローブ
鼻咽腔圧検出チューブ
3P電源コード
スピーカ先端部A（JK040330）
スピーカ保護スポンジ（JK-05-024）
ポリツェル氏球先端
モニター用イヤホン
ヒューズ 19195-3.15Aまたは02183.15.MXP
感熱記録紙TP-19
収納カバー
耳せん φ7〜14（8種）
付属品収納ケース（プラスチックケース）
クリーニングワイヤ（RS320260）
耳管機能検査マニュアル

1
1
1
1
3
5
2
1
2
2
1
各3
1
1
1

の場合に付属（Dタイプ）
以下はオプションユニット付
TTAG法用プローブ
外耳道圧検出用チューブ（Inf-Def法用プローブ）
オプションユニット接続ケーブル
シリンジ テルモ（20ml）

1
1
1
4

JK-05A

販売名：耳管機能検査装置JK-05A
類別：機械器具23 聴力検査用器具
一般的名称：耳管機能検査装置
JMDNコード：70097000
医療機器分類：管理医療機器 クラスⅡ
特定保守管理医療機器：非該当
修理区分：非特定保守管理医療機器／第2区分
適用規格：JIS T 0601-1：2014、JIS T 0601-1-2：2012（Area Max Pressure）
表示範囲内最大値表示：検査停止時に、画面上に表示されている外耳道圧力の最大値を数値表示する。但し20daPa以上の正の最大圧のない場合は表示しない。

耳管機能検査装置
JK-05A
耳管機能不全の診断や治療効果の判定に最適

Dタイプ

耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定 450点
耳管機能測定装置を用いて音響耳管法、
耳管鼓室気流動体法又は加圧減圧法のいずれか又は複数により測定した場合に算定する
医療機器認証番号

220AABZX00038000

www.rion.co.jp
本 社・営 業 部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3-20-41
TEL :042-359-7880 FAX:042-359-7441

東 京 営 業 所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-５-５（新宿農協会館）
TEL :03-６２７６-１４３３ FAX: 03-６２７６-１４25

仙 台 営 業 所

〒982-0015 仙台市太白区南大野田25-13
TEL :022-249-5533 FAX:022-249-5535

西日本営業所〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-5（横山ビル）TEL :06-6363-4133 FAX: 06-4797-0111

お問い合わせ・ご相談は・・・

音響法とインピーダンス法の検査に

東日本リオン（株） 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-2
TEL :048-824-1205

特化したSタイプ

FAX:048-824-8885（スカイオアシス栄ビル）
東 海リオン（株） 〒460-0004 名古屋市中区新栄町2-9
TEL :052-954-1733

FAX:052-954-1734

九 州リオン（株） 〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5-18
TEL :092-281-5361

FAX:092-291-2847

本紙は、環境に配慮した植物油インキを使用しています。

202011 1500K CX

音響法、インピーダンス法、T.T.A.G.法、インフレーション・デフレーション法の
耳管機能検査を網羅したDタイプ

JK-05A

JK-05A耳管狭窄症、耳管開放症、滲出性中耳炎など、耳管を主体とした疾患の診断やその治療の判定が行えます。
Sタイプ（ 標 準 ） 検査可能項目■音響法 ■インピーダンス法

特 長■ 音響法とインピーダンス法の検査ができるSタイプ（標準）と、その他にT.T.A.G.法、インフレー
ション・デフレーション法（加圧減圧法）の検査ができるDタイプ（高機能）があります。
■ 高出力スピーカにより、音響法による測定時の出力音圧を上げ、測定時のS／N比が向上しました。
■ 小型プローブにより、音響法とインピーダンス法でプローブ交換の必要がありません。
■ 鼻咽腔圧、外耳道圧の正負圧表示によりツインビー法の検査にも対応しています。

音響法スピーカ（インピーダンス法およびT.T.A.G.法）■ 音響法の負荷音圧を手動調整機能で設定できます。負荷音圧は数値表示され、任意の音圧で測定が行えます。
■ シリアル通信機能（RS-232-Cに準拠）を装備しており、別売ソフトウェアにより電子カルテに対応できます。
■ 感熱式ラインプリンタを内蔵しています。

検査項目
音響法

インピーダンス法

音響法
プローブ

鼻咽腔圧
検出チューブ

検査可能項目

Dタイプ（ 高 機 能 ） ■音響法 ■インピーダンス法 ■T.T.A.G.法■インフレーション・デフレーション法（加圧減圧法）

自然な状態で嚥下運動を行った時の耳管開閉機能の検査が行えます。鼓膜穿孔の有無を問わず、また幼少児の検査も可能です。鼻咽腔に負荷音を与えて外耳道に装着したプローブで負荷音の検出を行います。

バルサルバ法やツインビー法での耳管の強制通気の可・不可、および嚥下による通気で中耳腔圧力を解消する過程が測定でき、中耳腔
圧力の変化を音響容積として表示します（mL）。また、鼻咽腔圧、咽頭ノイズも同時に表示します。鼓膜穿孔のない方の検査ができます。

T.T.A.G.法

インフレーション・デフレーション法（加圧減圧法）

インピーダンス法と同様に行い、中耳腔の圧力を鼓膜を介した外耳道の圧力として測定・表示します（daPa）。また、鼻咽腔圧、咽頭ノイズも同時に表示します。鼓膜穿孔の有無を問わず検査できます。

鼓膜穿孔の症例を対象とした検査法です。密閉した外耳道より圧変化を行い、耳管の開閉にともなう外耳道の圧力変化を記録します。耳管が開いた時の受動的開大圧、また一定圧を与え嚥下により開閉させる能動的開閉機能を測定することができます。

音響法スピーカ

音響法
プローブ

T.T.A.G.法用プローブ

鼻咽腔圧検出チューブ※Sタイプ購入後にDタイプへ変更（バージョンアップ）
することはできません。

外耳道圧検出用チューブ（Inf-Def法用プローブ）