全天候型データ記録装置
KADEC21シリーズ
無電源総合気象観測装置
Ｅメール式無電源総合気象観測装置

KADEC21－ME－N2

取扱説明書

ノースワン株式会社

はじめに
このたびは、Ｅメール式無電源総合気象観測装置 「ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅ－Ｎ２」をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
Ｅメール式無電源総合気象観測装置 KADEC21-Me-N2は、KADEC21-Meの標準機能にEメール機能を追加したモデルです。 記録計本体にはＴＲＯＮ ＯＳ（オペレーティングシステム）搭載によって、操作性に優れ、低消費電力化をさらに進めた次世代のデータロガーです。
ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅ－Ｎ２は風向風速、外気温度、湿度、日照時間、日射量、雨量、気圧の各気象データを集録するためのデータロガーです。従来の総合気象観測装置では、実現不可能とされていた商用電源の無い場所でも、記録計内部標準電池だけで７ヶ月以上連続測定（１時間間隔）ができます。

－－－目次－－－
１.各部名称と機能
２.センサの接続
３.操作方法４.ＬＣＤ表示の意味と設定方法
５.電池
６.技術資料
７.別売オプション
８.仕様
９.外形寸法・・・・・３・・・・・４・・・・・８・・・・・９・・・・・１２・・・・・１４
・・・・・１８・・・・・１９・・・・・２０！
ご注意及びお願い※ 本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。
※ 本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。
※ 本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。
※ 運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。
※ 本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。
※ 弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。

ノースワン株式会社〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835
http://www.north-one.net/

改定日 Rev1.7 2017年12月22日-2-１．各部の名称と機能

センサー端子台
動作用電池
LCD表示器
外部同期端子
外部電源コネクタ
リセットスイッチ
プレタイマー端子
ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整つまみ
測定スイッチ
操作キー
USBコネクタ
アンテナ端子Eﾒｰﾙ通信用
電源コネクタ：各種センサーを接続します。
：測定用動作電池です。 （CR123Aを使用）：記録値など各種の値を表示します。
：計測などのタイミング信号の入出力端子です。
：動作電源を外部から供給する端子です。記録計の電源電圧は、ＤＣ６～９Ｖの範囲です。
：強制リセットスイッチです。通常操作することはありませんが、予期しない動作時に使用します。
：外部電源が必要なセンサや強制通風筒用ファンなどを測定インターバルのタイミン
グに合わせて、設定のプレ時間でＯＮ／ＯＦＦします。
：LCD表示器のコントラストを調整します。通常は中央付近で最適な状態です。
：測定開始と測定終了（待機状態）のスイッチです。
：UP,DOWN、ENTERキーの３キーで、記録計の各種設定を行います。
：USB-MINIBケーブルで接続しパソコンと通信を行います。
：Eﾒｰﾙ通信用の外部アンテナ（付属品）を接続します。
：Eﾒｰﾙ通信用の電源を接続するコネクタです。

-3-

２．センサーの接続
ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅと各センサ接続方法は、次の配線図を参照して接続してください。センサケーブルは
ＳＣロックを通して各端子に接続します。接続後、各入力チャンネルのレンジ設定および使用、未使用の設定を行ってください。正しく結線されているかどうかをメニューの入力モニタにして確認します。（「各設定および表示処理について」を参照）信号線ケーブルが３０mを超す場合は、ノイズに強いツイストペアケー
ブルのシールド線付きを使用してください。また、風向風速計のケーブル長が５０ｍ以上超えるときは、オプションの風向風速計用ケーブル延長アダプタＰ１７を使用してください。

２－１－１ 風向風速計の接続
風速の出力は周波数出力と４極式交流発電タイプの両方に対応しています。
風向風速計を接続するときは、シールド線付きの信号ケーブルを使用してフレームアースをとってください。（風速の信号は、周波数出力ですので誘導ノイズが受けにくい『ツイストペアケーブル』を使用してください。）風向入力は、３線入力になっていますので、６芯ツイストペアケーブルを使用してください。また、シールド線は、保管箱のアース端子などに接続してください。
＜簡易結線チェック方法＞
風向風速計を結線しましたら、プロペラを指で回転させて、記録計のＬＣＤ表示器の出力を確認してください。また、風向データは矢羽をゆっくり回転させて、出力が変化するか確認してください。
２－１－２ 温湿度計の接続
温湿度計の電源は、温湿度計接続端子の電源（＋ＰＳ）に接続してください。信号ケーブルはセンサの付属ケーブル範囲内で使用してください。延長する場合はツイストペアケーブルを使用してください。シールド線と未使用の線は、保管箱のアース端子などに接続してください。
＜簡易結線チェック方法＞
温湿度計と標準入力端子台の結線しましたら、ＫＡＤＥＣ２１－ＭｅのＬＣＤ表示器の出力を確認してくだ
さい。

-4-

２－１－３ 雨量計の接続
雨量計を接続するときは、シールド線付きの信号ケーブルを使用してフレームアースをとってください。
雨量計の信号端子は、プラスマイナスの極性はありません。
＜簡易結線チェック方法＞
雨量計を接続しましたら、雨量計のカバーを外して指先で転倒ますを軽くゆっくりと、転倒回数を数えながら転倒し、信号回数が正しく受信されているかどうか、ＫＡＤＥＣ２１－ＭｅのＬＣＤ表示器の出力を確認してください。
２－１－４ 日射計の接続
日射計を接続するときは、シールド線付きの信号ケーブルを使用してフレームアースをとってください。また、周囲に高い建物や樹木等の陰が出来ないところに取り付けてください。日射計の受感部を黒い布などで覆い、日射計の接続端子台のある横の調整ボリュームを回して出力がゼロになるように調整してください。
＜簡易結線チェック方法＞
日射計の結線を確認しましたら、日射計の受感部を隠してＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅの出力がゼロを表示する
か、またはライト（懐中電灯）を当てて出力値が変化するかどうかを確認してください。
２－１－５ 気圧計の接続
気圧計の電圧出力は標準で０～５Ｖですので記録計に接続する場合、２／５の分圧アダプタを入力端子とセンサの間に入れます。記録計の出力は０～２Ｖの入力に対して、ｈｐの物理量に変換して記録します。
物理量への変換係数を記録計内部に持たせてありますので、センサーの出力レンジを予めご指定下さい。
＜簡易結線チェック方法＞
気圧計の結線したのを確認しましたら、ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅの出力が現在の気圧を表示しているか確認してください。
２－１－６ 電圧出力センサの接続
電圧出力タイプのセンサを接続する場合、記録計の入力端子「２Ｖ－ＩＮ１から５」までの電圧入力チャンネルに接続してください。
電源供給が必要なセンサは、マルチ電源ＢＯＸまたはバッティリーを使用します。このとき、測定インター
バルのタイミングに合わせて、電源をＯＮ－ＯＦＦすることによって消費電流を少なくすることができます。その配線方法とプレタイマの設定タイミングは次の図のとおりです。
○ A
TEMP-PT
○ A'
○ B
○ B'
○ +PS HUMIDITY
○ HUM
○ COM
○ +PS BAR-PRESSURE
○ BAR
○ COM
電圧出力
センサ

＋
－

○ VIN 2V-IN1
○ GND

電圧出力
センサ

＋
－

○ VIN 2V-IN2
○ GND

電圧出力
センサ

＋
－

○ VIN 2V-IN3
○ GND

電圧出力
センサ

＋
－

○ VIN 2V-IN4
○ GND

電圧出力
センサ

＋
－

○ VIN 2V-IN5
○ GND

項目
定格負荷
定格通電電流接点電圧max
接点電流max

抵抗負荷
DC30V/1A
AC30V/0.5A
1A
AC125V,DC125V
1A-5-

２－２.センサ設置方法
２－２－１ 風向風速計の設置
風向風速計を設置する場合、木々や・建物・他の構造物によって、風が渦をまくような場所では、風向風速の測定に影響します。一般的に、その地域を代表するような場所で、周囲に大きな建物や樹木等がなく、風通しのよい場所、世界気象機構（Ｗ．Ｍ．Ｏ）では、地上１０ｍ以上での観測を標準としています。
風向風速計のエラー信号や、トランスデュサーの破損をさけるために、アース処理を行なってください。また、アースをとる事によって、トランスデュサーを静電気から守ることにもなります。風向風速計のポストは、
導通性のある特別のプラスティックでできていますので、これをアースに接続します。アースをとる方法は、次の２通りがあります。
○アースされた金属パイプに、風向風速計のポストを接続して固定することによってアースされます。このとき、風向風速計のポストを固定するパイプ部分には、塗装していないこと、テープをまかないこと。
○端子ボックス内のスペア端子は、風向風速計のフレームグランドにつながっていますので、これにアース線を接続します。風向風速計を設置するときは、方位を確認する側と、風向風速計を取り付ける側の、２人で行なう方が良いでしょう。
２－２－２ 温度湿度計の設置
外気温度湿度計を設置するときは、強制通風筒または自然通風シェルターを使用して、その内部にセンサを固定して取り付けます。センサの設置位置は、下端が地上高約１.５ｍになるようにします。ただし、積雪地帯では、雪面から１.５ｍになる位置まで治具のネジをゆるめて移動させてください。外気温度湿度を観測するときの、温度センサ使用時の一般注意事項を次に示します。
※通風または、加熱空気が検出部に直接当たらないように保持します。
※被測定物または、計器を太陽光にさらしておくと温度変化が大きくなります。
※水しぶき、蒸気噴霧、水滴のしたたりなどのある所での測定は行なわない。
※感知部に手を触れると、センサの感知状態が変化して平衡化するまでに長い時間がかかります。

２－２－３ 雨量計の設置
設置場所は平らな場所で、付近に高い建物、樹木等の障害物等（風などによる直接、間接の影響）降水
状態が乱されないような所で、かつ雨量観測値がその付近を代表するような地点を選んでください。雨量
センサ使用時の注意事項は次のとおりです。
※設置する高さは、受水用口金が地表面より高さ５０ｃｍになるようにします。
※雨量計が水平になるように固定してください。傾いていますと転倒マスがバランス良く転倒しません。
※自動車などの振動が直接伝わる所はさけること。
※風の影響をなるべく受けないところ。風の影響を受けますと捕捉率に影響を受けます。
２－２－４ 気圧計の設置
気圧計は、空気または腐食性のない気体のゲージ圧を検出して、気圧に比例した値を出力しています。
気圧計は、屋内または機器保管箱内に設置してください。気圧計を設置するときの一般注意事項は次のとおりです。
※気圧計は屋内または保管箱内に設置して、雨・風などが直接影響受けないようにしてください。
※機密性の高い保管庫内に設置するとき、気圧計の大気パイプを通気性の良い場所に開放してください。
この場合、延長するチューブは折り曲がらないよう注意してください。
※強風の影響が有りそうな場所に設置するときは、圧力ポートを使用しますと風による気圧測定誤差が軽減されるでしょう。

-6-！ 機器設置時の注意※ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅと他の機器を接続するときは、各機器の電源を切った状態で行ってください。電源を入れたままで接続すると、故障の原因となることが ありますのでご注意下さい。
※ＡＣ１００Ｖなどの外部電源を使用する場合、記録計の電源電圧は、ＤＣ６～９Ｖの範囲のACアダプタを使用してください。ＤＣ９Ｖ以上の鉛蓄電池等を使用するときは、専用のＤＣＤＣコンバータ（別売）をご使用ください。
※本製品日本国内でのみ使用可能です。海外では電源電圧や通信規格が異なるため使用できません。
※以下のような場所での保管とご使用は避けてください。
・直射日光の当たる場所や、発熱する機具の近く・揮発性ガス、腐食性ガスの発生する場所
・衝撃や振動の加わる不安定な場所※ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅをオンラインで使用する場合、電源ラインや、電話回線、電力線、鉄道電力線、無線機等の電磁誘導によるノイズを受けます。なるべくフレームグランド端子を利用して、アース設置を行なってください。設置の基準は第３種接地工事以上になるようにしてください。（設置抵抗の許容最大が１００Ω）また、電源ラインからのノイズ対策として、ラインフィルタをつけると良いでしょう。
※特にセンサは、自然環境下で精度を維持しなくてはなりませんので、最低年１回の点検を行なってくだ
さい。また、最低２年に１回機器のオーバーホールも行なうことをおすすめします。

-7-

３．操作方法
３－１．測定開始および終了
測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始します。[STOP]にすると測定終了（待機状態）となります。
＜標準設定状態＞
ＬＣＤ設定メニューの「Default Setting」を実行したときの、標準的な設定です。（４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照）
特にご指定がない場合、工場出荷時には標準的な設定で出荷しますが、出荷時に設定変更をご指定の場合は、 「Default Setting」を実行しても、工場出荷時の状態には戻りませんのでご注意下さい。
・測定インターバル：１０分
・プレタイマー機能：ＯＦＦ・アフタースタート機能
：ＯＦＦ
・通信速度
：３８４００ｂｐｓ
・入力モード：1ch=風向・風速、2ch=瞬間最大風速・風向・起時: 3ch=気温、4ch=湿度、5ch=雨量、6ch=気圧、7ch=日射量: 8ch=日照時間、9ch=未使用、10ch=未使用、11ch=未使用: 12ch=未使用、13ch=未使用
３－２．記録計の設定
操作キーを押すとＬＣＤ表示器にメッセージが表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メ
ニューを選択し[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。
設定メニューの詳細は、４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照してください。

※測定中でも設定変更は可能です。
※キー操作が９０秒以上ないときは、ＬＣＤ表示は自動的に消えます。
※キー操作は、通信ソフトでも同様の操作ができます。
３－３．通信によるデータ回収
３－３－１．データ回収
パソコンに付属（弊社HPからダウンロード可）のUSBドライバをインストールしてください。ドライバインス
トール完了後、本機USBコネクタにUSB-MINIBタイプケーブルを差し込んで、パソコンに接続します。次に通信ソフトを起動して、データの回収や各設定操作を行ってください。
※データ回収や各設定操作は、測定中でも実行できます。
※USBのパソコンが割当てるCOMポート番号に、ご注意下さい。デバイスマネジャーにて確認・変更可能です。
３－３－２．ＫＡＤＥＣ２１通信ソフト
ＫＡＤＥＣ２１通信ソフトは、Windows98以降で動作し、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計と通信接続を行い記録されたデータの回収を行います。また、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計本体のＬＣＤとスイッチを画面上でモニターして、記録条件等の各種設定を遠隔操作することもできます。
回収データをパソコンに保存することができます。保存したデータは、圧縮されたバイナリファイルですが、
テキスト形式に変換し、表計算ソフト（エクセル）などで取り扱い可能なＣＳＶファイルを作成します。なお、
データ回収を行った場合、バイナリファイルと同時にＣＳＶファイルが自動的に作成されます。
通信ソフトの操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参考にして下さい。

-8-４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法
ＬＣＤ表示に表示されるメニュー項目の意味と設定方法について説明します。
各処理メニューを選択して実行する場合、操作キーを押すと、表に示す順に表示が変化します。表示している処理を実行するときは、[ENTER]キーを押します。次の処理メニューに変更するときは[UP]または[DOWN]
キーを操作します。
メニュー項目
オープニング

表示例
操作スイッチＫＡＤＥＣ２１ Ｓｅｒｉｅｓ
Ｎｏｒｔｈ－ｏｎｅ Ｃｏ．，ＬＴＤ
ROMバージョン
ＲＯＭ Ｖｅｒｓｉｏｎ[UP][DOWN]
Ｍｅ５．０ ２０１１／０６[ENTER]
日付
Ｄａｔｅ[UP][DOWN]
０２／０１／０１[ENTER]
時刻
Ｔｉｍｅ[UP][DOWN]
１１：２２：３３[ENTER]
インターバルＩｎｔｅｒｖａｌ[UP][DOWN]
６０ｍｉｎ[ENTER]
プレタイマー
Ｐｒｅｓｅｔ Ｔｉｍｅｒ[UP][DOWN]ＯＦＦ[ENTER]
アフタースタート Ａｆｔｅｒ Ｓｔａｒｔ[UP][DOWN]
００／００ ００：００[ENTER]
通信速度
ＣＯＭ Ｓｐｅｅｄ[UP][DOWN]
３８４００ｂｐｓ[ENTER]
入力モード
Ｍｏｄｅ[UP][DOWN]
ｃｈ １
Ｗｉｎｄ Ｄｉｒ[ENTER]
入力モニタ
Ｍｏｎｉｔｏｒ[UP][DOWN]
ｃｈ １
１９０[ENTER]
記録データ
Ｄａｔａ １８－１１：２２：００[UP][DOWN]
ｃｈ １
１８０[ENTER]
ＲＴＣアジャスト ＲＴＣ Ａｄｊｕｓｔ[UP][DOWN]
25[ENTER]
メモ
Ｍｅｍｏ １[UP][DOWN]
Ｋａｄｅｃ（メモ１）[ENTER]
電池残量
ＢＡＴＴ[UP][DOWN]［＿＿＿＿■■■■■■］[ENTER]
出荷時設定呼出Ｄｅｆａｕｌｔ Ｓｅｔｔｉｎｇ[UP][DOWN]
Ｙｅｓ，Ｎｏ[ENTER]
ネットインターバル ＮＥＴ Ｉｎｔｅｒｖａｌ[UP][DOWN]ＯＦＦ[ENTER]
ネット通信テスト ＮＥＴ Ｔｅｓｔ
[UP][DOWN][ENTER]
通信契約開始ＮＥＴ ＯＴＡＳＰ[UP][DOWN][ENTER]
通信契約休止ＮＥＴ ＯＴＡＰＡ[UP][DOWN][ENTER]
モジュールシリアル Ｍｏｄｕｌｅ Ｓｅｒｉａｌ[UP][DOWN]
８ＡＬＤＤ００００００[ENTER]

動作内容
キー操作待ち
表示のみ
表示／変更
表示／変更
表示／変更
表示／変更
表示／変更
表示／変更
表示／変更
表示のみ
表示のみ
表示／変更
表示／変更
表示／残量ﾘｾｯﾄ
変更のみ
ネット回収実行
ネット通信実行
通信開始実行通信休止実行
表示のみ

測定スイッチ操作時の表示
測定開始
測定終了

Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔａｒｔ
測定スイッチｉｎｔｅｒｖａｌ １ｍｉｎ[REC]
Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔｏｐ
測定スイッチＣｏｕｎｔ １５５６４[STOP]

表示のみ
表示のみ

-9-

４－１ 各メニュー項目の操作方法
メニュー項目
オープニング
ROMヴァージョン
日付

時刻

インターバルプレタイマー

アフタースタート

通信速度

入力モード

入力モニタ
記録データ

ＲＴＣアジャスト

操

作

方

法

キー操作待ち① メニュー項目の「Date」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと年、月、日の順で点滅します。
③ 年月日の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して④[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Time」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。
③ 時分秒の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して④[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のインターバル項目に合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで目的のインターバル時間に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して④[ENTER]キーを押します。
※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② ②[UP][DOWN]キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。
③｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択し③て[ENTER]キーを押します。
※プレタイマーの設定可能な時間は、０～５９分の１分きざみです。
※プレタイマー機能については、プレタイマー機能を参照してください。
① メニュー項目の「After Start」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと月が点滅します。
③ 測定を開始したい月を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
④ 測定を開始したい日を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選 択し⑥て[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の通信速度に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して③[ENTER]キーを押します。
※通信機能については、通信機能を参照してください。
① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して④[ENTER]キーを押します。
※各チャンネルごとに記録要素が割り付けられていますので、記録する場合は｢Enable｣、記録しないときは「Disable」を選択して下さい。
① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER]キーを押して、表示したいチャンネルを[UP]②[DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Data」を表示させます。
② 現在表示中データは最新の記録データです。
③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN]キーを押します。
① メニュー項目の「RTC Adjust」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のRTC値に合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択して③[ENTER]キーを押します。
※RTCアジャストについては、RTCアジャストを参照してください。

-10-

メニュー項目

メモ

電池残量

標準設定呼出

Ｅメール送信インターバル

テストメール送信

通信契約の開始

通信契約の休止モジュールシリアル

操
作
方
法① メニュー項目の「Memo」を表示させます。
② [ENTER]キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER]キーを押します。
③ メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。
④ １文字ずつ[UP][DOWN]キーを操作して、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択⑤
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「BATT」を表示させます。
② 内蔵バッテリの残量が表示します。
③ 動作電池残量をリセットするときは、[ENTER]キーを押します。
④ [UP][DOWN]キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER]キーを押します。
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または⑤「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。
① メニュー項目の「Default Setting」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
③ メニュー項目の｢Auto Download｣を表示させて、[ENTER]キーを押します。
① [UP][DOWN]キーで｢NET Interval｣を表示させます。
② [UP][DOWN]キーで目的の送信インターバル項目に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※送信インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① メニュー項目の「NET Test」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。テストメール送信に成功しますと、[OK]が表示されます。失③ 敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、通信設定及び電波状態を確認して再度おこなってください。
① メニュー項目の「NET OTASP」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。OTASPに成功しますと、[OK]が表示されます。失敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、Eﾒｰﾙ通信用電源、通信設定及び電波状態を確認し③ て再度おこなってください。また、OTASPはモジュールの通信契約が終了していないとできません。また、一度OTASPを成功しますと、OTAPAを実行し通信休止後、再度OTA契約を行わないと実行できません。
① メニュー項目の「NET OTAPA」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。OTAPAに成功しますと、[OK]が表示されます。失敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、通信設定及び電波状態を確認して再度おこなって③ください。また、OTAPAは、モジュールのOTASPが終了し、尚且つ休止申し込みが終わっていることが必要です。
① メニュー項目の「Module Serial」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示され、モジュールシリアルが表示されます。このモジュールシリアル③
は、モジュール通信契約に必要です。
※モジュールシリアルが読み込めない場合は、Eﾒｰﾙ通信用電源が供給されていない場合があります。電源を確認してください。

-11-

５ 電池
５－１ 動作電池の交換
記録計の動作用電池を交換するときは、測定スイッチをオフにしてから行います。動作用の電池は、電池パックの固定ネジを緩めて記録計の基盤から取り外します。ただし、電池パックが２段重ねで取り付けられているときは、上の電池パックから取り外してください。新しい電池パックを再び、記録計の基盤に外した固定
ネジで固定します。固定ネジは、電池パックを固定する以外に電極の役割もしています。これは、長期間測定する間の接触不良を少なくするためです。
記録計の動作電池として、リチウム電池パックと市販のカメラ用電池ホルダ（CR123A×2）を使用することができます。この電池を交換するときは、電池の極性を確認して電池ホルダに入れて固定バンドで固定してください。また、ＣＲ１２３Ａを使用するときは、設置条件を十分考慮して、ご使用ください。

電池パック固定ネジ！
※動作電池固定ネジを締める場合、強く締めすぎるとプリント基板側のネジ固定部が破損する場合があります。緩めた時と同じ程度に締めて下さい。
※動作電池固定ネジは、電池の固定と記録計の電源電極を兼ねています、プリント基板のネジ固定部分が破損すると、記録計に電源供給ができなくなり動作しないことがあります。
※動作電池の取付けの方向は上記の通りです、電池交換時には向きに十分ご注意下さい。
※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。
５－２ 電池残量のリセット
動作電池を交換後、メニュー項目の「BATT」を表示させ、動作電池残量のリセットを、必ず実行してください。
もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。
ＬＣＤ１行目ＬＣＤ２行目BATT TYPE SERECT 使用する動作電池を選択して下さい。
ＥＲ６
ＮＲＨ－Ｂ０６を１個使用
ＥＲ６×２
ＮＲＨ－Ｂ０６を２個使用
ＥＲ６×３
ＮＲＨ－Ｂ０６を３個使用
ＣＲ１２３Ａ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａを使用

１８００ｍＡｈ
３６００ｍＡｈ
５４００ｍＡｈ
９００ｍＡｈ

電池残量のリセット時に、選択した動作電池の容量を記録計内部に設定します。
※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。

-12-

５－３ 測定動作日数
ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅの各インターバルに対する最大動作日数は次のとおりです。ただし、記録計のメモリ
容量を無制限としています。

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１０分
３０分
６０分

！

リチウム電池パック３個（11要素）
測定データ数
測定日数
測定月数
約 142,560ﾃﾞｰﾀ
約90日
約3.0ヶ月約 105,600ﾃﾞｰﾀ
約200日
約6.6ヶ月
約 73,920ﾃﾞｰﾀ
約280日
約9.3ヶ月ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１０分
３０分
６０分

カメラ用電池ホルダ３個（11要素）
測定データ数
測定日数
測定月数
約 71,280ﾃﾞｰﾀ
約45日
約1.5ヶ月
約 52,800ﾃﾞｰﾀ
約100日
約3.3ヶ月
約 36,960ﾃﾞｰﾀ
約140日
約4.6ヶ月※通信および表示器の動作消費電流は、測定日数の計算に含まれていません。
※カタログ上のＣＲ１２３Ａ（カメラ用電池）は、１本当りの容量を９００mAhとして、計算しています。

５－４ Eメール通信用電源
Eメール通信用電源は付属の専用ケーブルにてDC12Vを供給する必要があります。商用電源（AC100V）が使用できる環境の場合は、ACアダブタなどで供給することも可能です。商用電源が使用できない環境の場
合、鉛シール蓄電池などで供給する必要があります。以下に鉛シール蓄電池を利用した場合の動作日数の記載しますので、設置時の参考にしてください。

通信インターバル1ヶ月消費電流 自己放電率
5分
18.0Ah
70%
10分
9.0Ah
70%
60分
1.5Ah
70%
24時間
0.1Ah
70%

運用期間例
蓄電池容量
3ヶ月
77.2Ah以上
3ヶ月
38.6Ah以上
3ヶ月
6.5Ah以上
3ヶ月
0.3Ah以上※上記の日数計算には、通信リトライ（最大で4回まで行います）は考慮しておりません。電波状態が悪い環
境ではリトライ回数が増えましので、動作日数が減ることもあります。また鉛シール蓄電池は低温環境では性能が劣化しますので、動作日数が減少することがあります。
低温環境での動作の場合、オプションで低温環境用スーパーリチウム電池（KDC-B16-2）もございます。

-13-

６ 技術資料
６－１ 記録計のデータ回収について
KADEC21シリーズは記録計本体に９７２８０データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この
９７２８０データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する２つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のＬＣＤ表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます。
以下にその違いを説明します。
６－１－１ 全データ回収 「ALL」
記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録
データに過去の記録データを含め記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場
合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することができます。

６－１－２ 最新データ回収 「NEW」
前回データ回収した記録データの次のデータから現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。
記録計内部メモリ ９７２８０データ

記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。（メモリスクロール方式）

過去の記録データ

未回収の記録データ

過去の記録データ「NEW」
最新データ回収
最新データ

前回データ回収
「ALL」
全データ回収-14-

６－２ プレタイマーについて
プレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオン／オフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給しますと、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの出力機器に測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマー機能です。
※測定インターバルを越えるプレ時間をセットしますと、接点出力は常にオンとなります。
※出力はリレー接点出力で電気的特性は次のとおりです。定格負荷：DC30V/1A,AC30V/0.5A、 定格通電
電流：1A、最大接点電圧：AC125V,DC125V、最大接点電流：1Aです。
プレ信号ON
プレタイマ：OFF

プレタイマは無効
ONしない

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
プレタイマ：０min

測定と同時にON
プレ時間”０min”

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
プレタイマ：○△min

測定開始前○△min
前にON

プレ信号OFF
測定中
測
定
開
始

測
定
終
了

-15-

６－２－２ 外部同期端子について従来のKADEC21シリーズでは、プレタイマー機能で設定した時間で外部同期端子「EXTOUT」がON/OFFしますが、KADEC21-MST1では「EXTOUT」端子のON/OFFタイミングは以下の場合にONしま
すのでご注意下さい。
①LCD表示器がONしている時
入力モニタ機能で入力値をモニタリングしている場合「EXTOUT」はONします。
②温度・電圧のデータ取込時
温度と電圧の値を取込む時に内部のA/Dコンバータが動作します、 A/DコンバータがONの時「EXTOUT」端子がONします。「EXTOUT」端子のONのタイミングはプレタイマ時間がありません。温度・電圧の設定した記録インターバル時の測定開始時にONして、測定終了時にOFFします。
○出力はトランジスタによる有電圧出力で、負荷により記録計の動作電池の消費電流が増加します。
○オン状態のときは、負荷に動作電池から電流が流れ続けますので、動作電池の消費電流には注意して下さい。

温度記録インターバル
電圧記録インターバル

EXTOUT端子ONタイミングON
EXTOUT端子測定と同時にON
プレ時間”０min”

OFF
測定中
測
定
開
始

測
定
終
了

-16-

６－３ RTC誤差調整機能
記録計内部にはＲＴＣ（Real Time Clock）と呼ばれる時計を内蔵しています。出荷時には常温環境下において月差約±１０秒以下になるように調整しています。このＲＴＣは水晶発振を基に時刻を刻んでいますが、極端な温度変化の環境下に記録計を設置した場合などは、月差がさらに大きくなる場合もあります。
※個々のＲＴＣの誤差は統計的な標準偏差により規定されます。
ＲＴＣ誤差調整機能は、特殊な装置を必要とせずに記録計内部の時計（ＲＴＣ）の進みまたは、遅れを調整することができます。この機能は、２０秒に１度、ＲＴＣのクロック数を変化させることにより、時計の進み遅れを調整しています。設定方法は、時計が遅れているときは現在の設定値を減らし、進んでいるときは設
定値を増やします。
増減値の１カウントの補正時間は以下の様に求められます。
・ＲＴＣクロック周波数 ：３２７６８Hz（分周比１／２で１６３８４Hz）
・１カウントあたりの分解能：１／１６３８４Hz＝６１．０３５１μ秒
・補正インターバル：２０秒
例１）１日に時計が３秒進んだ場合。
１日=８６４００秒 ８６４００÷２０=４３２０
１日当り４３２０回補正インターバルが生ずるので
６１．０３５１μ秒×４３２０=０．２６３７秒／日
３÷０.２６３７＝約１１カウント
現在の設定値が１０の場合、１０＋１１＝２１を設定します。
例２）一週間に時計が７秒遅れた場合。
１カウントは、１．８４５７秒／週なので ７÷１．８４５７＝約４カウント
現在の設定値が２１の場合、２１－４＝１７を設定します期

間
補 正 回 数補 正 時 間２０秒
１回
１×１／１６３８４＝ ６１μ秒
１分
３回
３×１／１６３８４＝１８３μ秒
１時間
１８０回
１８０×１／１６３８４＝ １０．９８ｍ秒
１日
４３２０回
４３２０×１／１６３８４＝２６３．６７ｍ秒
１週間
３０２４０回 ３０２４０×１／１６３８４＝
１．８５秒
１ヶ月 １２９６００回 １２９６００×１／１６３８４＝
７．９１秒

-17-

７ 別売りオプション
ＫＡＤＥＣ２１シリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。

・カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａは（二酸化マンガンリ
チウム電池）一般的に市販されている電池です。
この電池でＫＡＤＥＣ２１シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池（ＮＲＨ－Ｂ０６）に比べ約半となります。
※：ＣＲ１２３Ａの電池容量はメーカ毎に違いがあります。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１・スーパーリチウム電池
Ｅメールモデル・EYE2用の耐環境用動作電源として、スーパーリチウム電池（5Ah）です。従来のニッケルカドウミュム電池と異なり充電は出来ませんが、小型で大容量、しかも耐環境性が著しく向上しています。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０６－２※ショートや大電流放電による爆発・発火を防ぐためにヒューズを内蔵しています。
このヒューズが切断すると、新品であっても電圧が0Vとなり、修理することができませんので取扱いには十分御注意下さい。

・ＡＣアダブタ ９Ｖ（トランスタイプ）
ＫＡＤＥＣ２１シリーズを商用電源（AC１００Ｖ）
で使用する際に使用します。ＭＥで使用する際は、電源周波数（50Ｈｚや60Ｈｚ）ノイズに強いト
ランスタイプを使用してください。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０２－ＴＲ－□※：先端形状を指定してください。
1：ＡＣプラグ（センターマイナス）
2：差込型ピン端子

-18-

８ 仕様
入

力

記

録

測定範囲/分解能 0～360°/1°
向 出 力 / 記 録 範 囲 0～10KΩ±20%/0～360（2要素） 適 合 セ ン サ シングルポテンショメータ式
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前10分間のベクトル平均風向を記録します。
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の瞬間最大風速時風向(ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の瞬間最大風速のときの風向を瞬間最大風速時風向とします。)
測定範囲/分解能 0～90m/s／0.1m/s
風
速 出 力 / 記 録 範 囲 0～918.3Ｈｚ/0.0～90.0（3要素） 適 合 セ ン サ 発信式または発電による周波数出力
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ前10分間の平均風向を記録します。
ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の瞬間最大風速と起時(ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の風速データの最大値を瞬間最大風速とします。)
測定範囲/分解能 -50～+100℃/0.1℃気
温 出 力 / 記 録 範 囲 抵抗変化（JIS規格0℃/100Ω）/-50.0～+100.0（1要素） 適 合 セ ン サ 白金測温抵抗体（Pt100Ω/0℃4線式）
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値または１分平均値を記録します。
測定範囲/分解能 0～100%RH/0.1%RH
湿度 出 力 / 記 録 範 囲 0～1V/0.0～100.0（1要素） 適 合 セ ン サ 静電容量式
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値または１分平均値を記録します。
測定範囲/分解能 5000mm/0.5mm
雨
量 出 力 / 記 録 範 囲 1パルス/0.0～5000.0（1要素） 適 合 セ ン サ 転倒ます方式
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間のパルス積算値を記録します。
測定範囲/分解能 0～2KW/m2 / 0.01KW/m2
日
射量 出 力 / 記 録 範 囲 0～10mV（5mV/KW/m2）/0.00～2.00（1要素） 適 合 セ ン サ 熱電堆式
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の積算値を記録します。
測定範囲/分解能 0～180/1min
日 照 時 間 出 力 / 記 録 範 囲 120ｗ/m2でON（接点信号）/0～180（1要素） 適 合 セ ン サ バイメタル式接点信号
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ間の日照時間（分単位）データを記録します。
測定範囲/分解能 800～1100hPa/0.1hPa（オプション：500～1100hPa/0.1hPa）気
圧 出 力 / 記 録 範 囲 0～5V/800～1100（1要素） 適 合 セ ン サ 半導体ゲージ式
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値または１分平均値を記録します。
入 力 ﾁ ｬ ﾝ ﾈ ﾙ 数 5チャンネル
電圧 測定範囲/分解能 0～±2V/0.1mV（5要素） 記録
値 0～±20000
処 理 方 法 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ時の瞬時値または１分平均値を記録します。
測 定 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ 10、20、30分、1、2、3、4、5、6、8、12、24時間部
有電圧外部トリガによる測定動作
記 録 デ ー タ 記 憶 容 量 97,280個（16要素で約311日分/1時間隔）
使 用 メ モ リ 不揮発生メモリ（バッテリバックアップ不要）
記 録 内 容 時刻記録方式
1要素の1ﾃﾞｰﾀごとに日時/入力要素/ﾁｬﾝﾈﾙ番号を同時記録
メ モ 機 能 メモ数 :6個
文字数 :16文字
取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号
記 録 方 式 メモリスクロール方式
通信方式
ＬＴＥ方式 上り最大２５Ｍbps、下り最大７５Ｍbps
接続インターバル １０分、６０分、２４時間
Ｅメール機能 送信先数
通常データ・警報データ各6箇所
アンテナ
RFコネクタ×２（外部アンテナ） インピーダンス50Ω
Ｅメール用電源 ＤＣ１２Ｖ電源、 スーパリチウム電池（オプション）
使用コネクタＵＳＢ ＭＩＮＩ Ｂコネクタ（ドライバは製品に添付または弊社ＨＰよりＤＬ可能）
通信機能
通信ソフト
設定用ソフトウェア付属 データ回収はKADEC21専用通信ソフトKUTSを使用（無償配布）※通信ソフトは、当社のホームページから無償でダウンロードできます。
表示
器 更 新 間 隔 風向風速：1秒毎、その他：10秒毎
表 示 器 種 別 キャラクタLCD表示器
表 示 範 囲 16文字×2行
動 作 範 囲 -20～70℃ ※-10℃以下では、表示がうすく表示レスポンスは多少低下します。
操 作 キ ー 設 定 キ ー 押しボタンキー3個（UP/DOWN/ENTER）
測 定 ス イ ッ チ スライドスイッチ1個（[REC]測定開始/[STOP]測定中断）
調 整 ボ リ ウ ム LCD表示器のコントラスト調整
標 準 機 能 ﾌ ﾟ ﾚ ﾀ ｲ ﾏ ｰ 機 能 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能
リレーによる接点ON/OFFあり（2回路1接点）設定可能範囲は0～30秒、1～59分（初期値はOFF）
ｱ ﾌ ﾀ ｰ ｽ ﾀ ｰ ﾄ 機 能 指定した月日時分から測定動作が開始します。（初期値はOFF）
RTC 調 整 機 能 タイマー機能の進みおよび遅れの調整を行うことができます。
電 池 残 量 表 示 内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
電
源 消 費 電 流 測定時動作電流:43～96mA（ロガー部） スリープ時電流:0.34mA
通信動作電流 :48～98mA（通信ポートから電源供給可能なとき）
Ｅメール送信時電流：200mA（平均）使 用 電 源 リチウム電池パック（NRH-B6:ネジ固定方式）
カメラ用電池（CR123A）
専用ACアダプタ（DC9V）
搭 載 Ｏ Ｓ I-TRON（リアルタイムOS）採用により各機能が独立して動作
動 作 環 境 -25℃～+80℃（オプション仕様：-40℃～+80℃）
寸 法 ／ 重 量 240W×160D×91H/1.5Kg（突起物含まず）
部風

-19-

90

240

９ 外形寸法９－１ ＫＡＤＥＣ２１－Ｍｅ－Ｎ２

160-20-