PVSMSC-U①プラグをソケットから外す

3．外形寸法・質量計測ユニット②配線をプラグへ接続する③プラグをソケットへ接続する

プラグ

計測ユニット設置運用ガイド

ドラナス
マイソケットケー

本設置運用ガイドは、計測ユニット（型番：PVSMSC-U、以下ユニット） の設置、運用時に注意していただきたい事項を記載しております。適用製品は9.9kW/10kW太陽光発電用パワーコンディショナPVS9R9T200C/PVS010T200C（以下PCS）です。
設置方法および設定方法について記載していますので、良くお読みのうえ、正しく安全に施工してください。本書はPCS「取扱説明書」とともにお客様で保管していただくようにしてください。
※下記URLまたは右図QRコードから取扱説明書（PDF 版）をご覧ください。
URL：https://www.shindengen.co.jp/products/guide/pvsc/※取付作業は無電圧の状態で行ってください。
※風雨環境での作業は行わないでください。
（風雨環境で作業しますと、PCS内部および本製品に雨が侵入し、故障の恐れがあります。）※取付作業が終わりましたら、PCS正面カバー下を確実に閉めてください。
（PCS正面カバー下を閉めないと、水分・塵埃がPCS内部およびユニット内部に侵入し、故障の恐れがあります。）※本設置運用ガイドの記載内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。

安全上のご注意
ここに示した注意事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

《絵表示と意味》①レバーを下側に引いてプラグをソケッ
トから取り外してください。
注1 例：FGCシリーズ 北川工業株式会社《設置および配線》

けが感電ユニットの外形寸法（単位：mm）

質量：約0.2kg

４．設置方法突起ユニット火災

電線くず、ねじなどの異物をPCSの中に残さないでください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具で締め付けないでください。
（部品が破損する恐れがあります。）

ブル9mm

ツメ
マイナスドライバでツメを押し込みながら、ケーブルを差し込む

プラグをソケットに押し込むとレバーが下側から上側に倒れます①電線の被覆を9mm剥いてください②マイナスドライバでツメを押し込み、ケーブルの被覆を噛み込まないように注意して差し込んでください。
③ツメからマイナスドライバを外し、配線を引っ張っても、抜けないことを確認してください。

①レバーを下側に引いてからプラグをソケットに押し込んでください。
②レバーが上側に完全に倒れていること、プラグを引っ張っても抜けないことを確認してください。
※「計測信号プラグ」を「プラグ」に、「計測信号ソケット」を「ソケット」に省略しています。

計測信号端子接続図

接触禁止
ユニットの特定の場所に触れることによって、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。
一般指示
使用者に対し指示に基づく行為をしなければならない内容を示しています。

配線FGはこちらにねじ止め、もしくはFGクランプ（注1）にて接続（締付トルク1.5±0.3N・m）

レバーを下側に引いてから取り外す＜手順1＞PCSの突起にユニット背面の取付穴を合わせ、PCS本体のユニット取付面と平行になるように取り付けてください。

禁止
ユニットの取扱いにおいて、その行為を禁止する内容を示しています。

イバ

計測信号端子のピンアサインと機能
端子番号

信号名称

12345678910

日射＋
日射－
気温＋
気温－
気温COM
空き
予備1＋
予備1－
予備2＋
予備2－

信号識別

機能

DC0～10mV入力

日射計を接続することで計測データを収集できます

3線式測温抵抗器Pt100を直接入力（規定電流2mA）

気温計を接続することで計測データを収集できます－－

DC4～20mA入力

DC4-20mA出力のトランスデューサを接続することで計測データを収集できます

DC4～20mA入力

6．重塩害キット使用時の配線引き込み図
ねじ締め：4ヵ所
1項③取付用ねじ（M3）

通電中は端子部に触れないでください。
（感電の恐れがあります。）
濡れ手でPCSおよびユニットに触れないでください。
（感電の恐れがあります。）

注意事項

PCSおよびユニットは指定された方法を守って設置してください。
（感電、火災の恐れがあります。）
配線作業は間違えないように接続してください。
（けが、感電、火災の恐れがあります。）
取り付け・配線作業は無電圧の状態で行ってください。
（通電中の取り付けは本体の故障や感電の恐れがあります。）
静電気による故障を防ぐため、作業前に金属に触るなどして身体に蓄積された静電気を放電してください。
（故障の恐れがあります。）

PCS本体（1）ユニット、および固定金具の取り付けは必ずPCSが無電圧の状態で行ってください。
（2）設置の前に、ユニット背面のコネクタピンに曲がりや欠けがないかご確認ください。
異常があった場合は販売店、またはお客様相談窓口までご連絡ください。
（3）静電気による故障を防ぐため、作業前に金属に触るなどして身体に蓄積された静電気を放電してください。

当社製重塩害キット使用時のユニットへの配線引き込みには日射・気温用および予備計測・外部信号用のケーブルグランドをご使用ください。
日射・気温用ケーブルの規定仕上外径は4.3～6.1mmです。
予備計測・外部信号用ケーブルの規定仕上外径は7.7～10mmです。
太陽電池入力
TB1用

太陽電池入力
TB2用

日射・気温用(2穴)

予備計測・外部信号用(3穴)
自立出力用

系統出力用
接地用

＜手順2＞ユニット本体とPCSの板金に隙間がないことを確認してから取付用ねじ4ヵ所を締めてください。（締付トルク：0.63±0.12N・m）

ケーブルグランド

ジョイントナット(G1,呼び28用)

１．送付品の確認

ジョイントナット(G ½ ,呼び16用)

配線口金具

ジョイントナット(G1,呼び28用)

ジョイントナット(G ½ ,呼び16用)

重塩害キット外観図（重塩害オプション部）
PVMSC-U
計測ユニット
運用設置ガイド

１．送付品の確認

３．設置方法注意事項

２．外形寸法・質量①計測ユニット本体（型名：PVSMSC-U）
□ 1式
注意事項

②計測ユニット設置運用ガイド
（本書）
□ 1部

推奨ケーブル引き込み長さを参考に配線を引き込み、シールナットを規定トルクで締め付けてください。
トルクレンチ（二面幅27mm,42mm）がない場合は規定ギャップ値まで締め付けてください。
配線の引き込み作業および計測信号端子の接続詳細は当社重塩害キット取付ガイドを参照してください。

③取付用ねじ（M3×8）□ 4個

静電気による故障を防ぐため、開梱前に金属に触るなどして身体に蓄積された静電気を放電してください。

（1）必ず規定仕上外径のケーブルを選定してください。
（2）上記以外で必要な部材がある場合は、施工業者様でご準備してください。

注意事項

PCSの突起がユニット背面の取付け穴に入っていない状態や、ユニット本体とPCSの板金に傾き・隙間がある状態で無理やり取り付けるとユニット・PCSが破損する恐れがあります。

FGクランプ（例：FGCシリーズ 北川工業株式会社）を使用した施工例です

2．施工業者様で準備する部材・工具
施工業者様にて下表「（1）ケーブル」、「（2）工具」を参照し、部材・工具をご準備ください。それ以外に必要な部材・工具・機器がある場合は、施工業者様にてご準備ください。
（1）ケーブル

端子名

推奨ケーブル

日射計および気温計

日射計/気温計メーカ推奨ケーブル

予備1および予備2

シールド付計装ケーブル 注1

5．計測信号端子の接続と機能、ピンアサイン

規定トルク2.0N・m

ユニットの計測信号端子の接続方法を示します。

規定ギャップ値
1.0～3.0mm

計測ユニット適合線径

日射・気温用（トルクレンチ二面幅27mm）

0.2～1.5mm2

注１ 推奨：FKEV-SB 0.5mm2 富士電線工業株式会社
（2）工具

工具

備考

トルクドライバ

締付トルク：0.45～5N・m

マイナスドライバ

5項参照 刃厚：0.4mm以下、刃幅：2.5mm以下

スパナ型トルクレンチ

6項参照、二面幅27mm、締付トルク：2.0N・m
二面幅42mm、締付トルク：2.75N・m

推奨ケーブル
引き込み長さ300mm

規定トルク2.75N・m

ユニットの端子仕様
端子名
計測信号
（CN7）

適合線径（mm2）

コネクタツメ押し込み用
マイナスドライバ推奨サイズ

0.2～1.5

刃厚：0.4mm以下
刃幅：2.5mm以下ユニットの端子ピンアサイン

規定ギャップ値
2.0mm
予備計測・外部信号用（トルクレンチ二面幅42mm）

太陽電池入力 太陽電池入力 日射・
PV1～PV3
PV4～PV6 気温

予備計測・
外部信号

※推奨ケーブル引き込み長さはシールナット上部からケーブル先端までの長さとなります。

重塩害キット取付完成外観図

INS-190022-4

1/2

7．動作前準備と初期画面の設定＜手順1＞PCSの開閉器・遮断器および漏電遮断器がすべて「OFF」になっていることを確認してください。
＜手順2＞漏電遮断器を「ON」にしてください。「自立運転機能あり」（オプション型名：-SA、-DNSA）の場合は系統出力遮断器（CB2）を「ON」にしてPCSに電圧がきていることを確認してください。
＜手順3＞LCDに初期画面が表示されることを確認してください。
＜手順4＞操作パネルの「▼」および「▲」ボタンを押すことにより、メニュー画面のページが切り替わることを確認してください。
<画面の説明><立ち上げ画面>背景が黒の部分がカーソルを表しています。

太陽光発電システム
PVSXXXT200C

メニュー連系運転開始
異常リセット
計測情報表示ページ数を表します。
1/3△▼

黒の方向に移動ができます。
白の方向には移動ができません。

<カーソルの操作および画面の切り替え>

太陽光発電システム
Ver.### ##「▼」ボタンを押すとカーソルが下へ移動します。

約2秒経過

1/3
△▼

メニュー
状態情報表示異常履歴表示
運転情報表示

2/3▲▼

メニュー
設定

3/3
▲▽

「▲」ボタンを押すとカーソルが上へ移動します。

一番下の項目から「▼」ボタンを押すとページが切り替わります。

<メニュー画面>メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示

メニュー
連系運転開始異常リセット
計測情報表示1/3△▼

一番上の項目から「▲」ボタンを押すとページが切り替わります。

＜手順2＞設定メニュー画面上で、操作パネルの「▲」および「▼」ボタンにて、カーソルを「外部計測設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、外部計測設定画面が表示されます。

注意事項

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
無日射量計測無気温計測「ENT」ボタンを押す＜手順2＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。設定範囲、設定刻みは、下記の通りです。
※「▼」および「▲」ボタンを長押しすることにより、設定値が高速で変化します。
設定範囲・・・0.000kW/m2～2.000kW/m2（初期値 1.430kW/m2）
設定刻み・・・0.001kW/m2

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
ENT：実行
無日射量計測ESC：中止
無気温計測

1/4
△▼

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
有日射量計測有気温計測

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
無日射量計測
無気温計測

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
無日射量計測無気温計測「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡無日射量計測
無気温計測「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
ENT：実行
有日射量計測ESC：中止有気温計測＜手順4＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
ENT：実行
有日射量計測ESC：中止有気温計測「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
有日射量計測有気温計測

以上で、気温計測の設定は完了です。
④予備1、予備2の設定方法
予備1、予備2の設定方法については、PCSの「取扱説明書」を参照してください。
注意事項

配線接続後や操作パネル、遮断器の操作後は配線部カバー・正面カバー下を確実に閉めてください。

＜手順6＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。
設定が「無」の場合・・・日射量計測を使用しません。（初期設定）
設定が「有」の場合・・・日射量計測を使用します。

1/1

外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
無日射量計測無気温計測

日射量の初期値は「1.430」kW/m2、日射量計測は「無」、気温計測は「無」です。

＜手順3＞手順2にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

＜手順4＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
有
日射量計測
無
気温計測

＜手順2＞「▼」および「▲」ボタンを押して、設定値を変更します。
設定が「無」の場合・・・気温計測を使用しません。（初期設定）
設定が「有」の場合・・・気温計測を使用します。

＜手順3＞手順2にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。
「ENT」ボタンを押す「ENT」ボタンを押す＜手順7＞手順6にて設定値を決め、「ENT」ボタンを押すと、下記のように子画面が現れます。

<外部計測設定画面><設定メニュー画面>

設定メニュー
整定値設定
通信設定
外部計測設定1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
有日射量計測
無気温計測

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
無日射量計測無気温計測＜手順5＞次に、カーソルを「日射量計測」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

＜手順1＞メニュー画面上で、操作パネルの「▲」および「▼」ボタンにて、カーソル「設定」に合わせて「ENT」ボタンを押すと、設定メニュー画面が表示されます。

3/3▲▽＜手順1＞次に、カーソルを「気温計測」の表示に合わせて「ENT」ボタンを押すと、表示の下に下線が現れます。

1/1①外部計測設定画面の表示方法<メニュー画面>＜手順1＞カーソルを「日射量」の数値に合わせて「ENT」ボタンを押すと、数値の下に下線が現れます。

△▽
外部計測設定日射量1.430 kW/㎡
ENT：実行
無日射量計測ESC：中止
無気温計測

8．外部計測設定方法

メニュー
設定

③気温計測の設定方法

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
無日射量計測無気温計測

約2秒経過<立ち上げ画面>②日射量計測の設定方法

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
有日射量計測無気温計測「ENT」ボタンを押す

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
ENT：実行有
日射量計測
ESC：中止無気温計測＜手順8＞設定を確定する場合は、「ENT」ボタンを、キャンセルする場合は、「ESC」ボタンを押してください。
1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
ENT：実行有
日射量計測
ESC：中止無気温計測「ENT」ボタンを押す

以上で、日射量計測の設定は完了です。

1/1
外部計測設定△▽日射量1.430 kW/㎡
有日射量計測無気温計測

故障やご相談の際は、販売店、またはお客様相談窓口にご連絡をお願いいたします。
ご相談内容により、PCS本体の操作が必要な場合があります、予めご了承ください。
【お問合せについてのお願い】
本ユニットについてのお問合せは、下記の窓口までご連絡をお願い申し上げます。
新電元工業株式会社【お客様相談窓口】
TEL 0120-055-595 （フリーダイヤル）
FAX 042-971-1016
URL https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/solar/support/【営業窓口】
東京都千代田区大手町二丁目2番1号 (新大手町ビル) 〒100-0004
TEL 03-3279-4537 （ダイヤルイン）
FAX 03-3279-4495

2019年 12月

INS-190022-4

2/2