全天候型データ記録装置
Ｅメール式標準8チャンネル入力装置

KADEC21－U8－N3

取扱説明書

ノースワン株式会社

はじめに
このたびは、Ｅメール式全天候型標準８チャンネル入力測定装置「ＫＡＤＥＣ２１－Ｕ８－Ｎ３」をお買い求
めいただき誠にありがとうございます。ＫＡＤＥＣ２１シリーズは、全天候型測定データ記録装置ＫＡＤＥＣ－
Ｕシリーズの後継シリーズとして、無電源（内蔵電池）で長期間測定ができ、非常に耐環境性優れたデータ記録装置です。特にＫＡＤＥＣ２１シリーズは、ＴＲＯＮ ＯＳ（オペレーティングシステム）搭載によって、操作性に優れ、低消費電力化をさらに進めた次世代のデータロガーです。
「ＫＡＤＥＣ２１－Ｕ８－Ｎ３」は、従来までKDDI専用の通信でしたが、SIMカードに対応し、ドコモ・KDDIのキャリアに対応した、Ｅメール通信機能モデルです。

－－－目次－－－
１.各部名称と機能
２.センサの接続
３.操作方法４.ＬＣＤ表示の意味と設定方法
５.電池
６.技術資料
７.別売オプション
８.仕様
９.外形寸法・・・・・３・・・・・４・・・・・５・・・・・６・・・・・９・・・・・１１・・・・・１４
・・・・・１５・・・・・１６

ご注意及びお願い※ 本説明書の内容の一部または、全部を許可なく無断転載することは、禁止されています。
※ 本説明書の内容に関して予告なく変更することがあります。
※ 本説明書の内容について、ご不明な点等お気付きのことがございましたら販売店へご連絡ください。
※ 運用した結果の影響につきましては、前項に関わらず責任をおいかねますのでご了承ください。
※ 弊社KADEC®は調査目的用機器です。万一弊社製品の故障、誤動作等に起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を負いません。
※ 本誌で記載される商品名等は関係各社の登録商標です。

ノースワン株式会社〒007-0862 北海道札幌市東区伏古2条5丁目1番18号
TEL.011(214)0830 FAX.011(214)0835
https://www.north-one.net/

改定日 Rev1.0 2021年07月03日-2-

１．各部の名称と機能
操作ｷｰ[UP]
操作ｷｰ[DOWN]
操作ｷｰ[ENTER]
ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整
測定ｽｲｯﾁ

動作電池
USBｺﾈｸﾀ
SIMｶｰﾄﾞｺﾈｸﾀ
ｱﾝﾃﾅ端子Eﾒｰﾙ通信用
電源コネクタ
通信動作電池ﾘｾｯﾄｽｲｯﾁ
外部電源ｺﾈｸﾀ
ﾌﾟﾚﾀｲﾏｰ端子
外部同期端子LCD表示器ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ｾﾝｻ入力端子
動作電池

センサ入力端子台
動作用電池
LCD表示器
外部同期端子
外部電源コネクタ
リセットスイッチ

プレタイマー端子
ｺﾝﾄﾗｽﾄ調整つまみ
測定スイッチ
操作キー
ＵＳＢコネクタ
SIMカードコネクタ
通信動作用電池
通信電源専用
外部電源コネクタ：各種センサーを接続します。
：測定用動作電池です。
：記録値など各種の値を表示します。
：計測などのタイミング信号の入出力端子です。
：動作電源を外部から供給する端子です。記録計の電源電圧は、ＤＣ６～９Ｖの範囲です。
：強制リセットスイッチです。通常操作することはありませんが、予期しない動作時に使用します。
：外部電源が必要なセンサなどを測定インターバルのタイミングに合わせて、設定のプレ時間でＯＮ／ＯＦＦします。
：LCD表示器のコントラストを調整します。通常は中央付近で最適な状態です。
：測定開始と測定終了（待機状態）のスイッチです。
：UP、DOWN、ENTERキーの３キーで、記録計の各種設定を行います。
：USB-MINIBケーブルで接続しパソコンと通信を行います。
：標準サイズのSIMカードを装着し使用します。Eメール通信時は必須です。
： CR123A×2本でEメール通信を行えます。外部電源接続時は不要です。
：Eメール通信用の電源を接続するコネクタです。

-3-

２．センサーの接続方法
ＫＡＤＥＣ２１－Ｕ８と各センサ接続方法は、次の配線図を参照して接続してください。センサケーブルは
ＳＣロックを通して各端子に接続します。接続後、各入力チャンネルのレンジ設定および使用、未使用の設定を行ってください。正しく結線されているかどうかをメニューの入力モニタにして確認します。信号線
ケーブルが３０mを超す場合は、ノイズに強いツイストペアケーブルのシールド線付きを使用してください。

○電圧出力センサの接続
電圧を入力するときは、入力仕様範囲以内（±２Ｖ）
で使用してください。また、電圧入力は直流電圧に対応しています。
○サーミスタ温度センサの接続サーミスタ温度センサ
は、JIS規格の６KΩ／０℃のセンサをご使用してください。
○抵抗出力センサの接続
ポテンショメータなどの抵抗出力センサの場合、入力
極性は有りません。

２－２ 外部電源接続
土壌水分センサなどの電源供給が必要なセンサは、マルチ電源ＢＯＸまたはバッテリを使用します。このとき、測定インターバルのタイミングに合わせて、電源をＯＮ－ＯＦＦすることによって消費電流を少なくすることができます。その配線方法とプレタイマの設定タイミングは次の図のとおりです。

項

目

定格負荷
定格通電電流接点電圧max
接点電流max

抵抗負荷
DC30V/1A
AC30V/0.5A
1A
AC125V,DC125V
1A※プレタイマーリレーを駆動させる場合、プレ時間が不要なときでもプレタイマー設定時間を「0sec:ゼロ」と設定してください。プレタイマーの設定が「OFF」状態ですとリレーが動作しません。

-4-

３．操作方法
３－１．測定開始および終了
測定スイッチを[REC]にすると、設定された条件で測定を開始します。[STOP]にすると測定終了（待機状態）となります。
＜標準設定状態＞
ＬＣＤ設定メニューの「Default Setting」を実行したときの、標準的な設定です。（４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照）
特にご指定がない場合、工場出荷時には標準的な設定で出荷しますが、出荷時に設定変更をご指定の場合は、 「Default Setting」を実行しても、工場出荷時の状態には戻りませんのでご注意下さい。
・測定インターバル
・プレタイマー・アフタースタート機能
・通信速度
・入力モード

：１０分
：ＯＦＦ
：ＯＦＦ
：３８４００ｂｐｓ：１ｃｈ＝Volt、２～８ｃｈ＝Disable（未使用）

３－２．記録計の設定
操作キーを押すとＬＣＤ表示器にメッセージが表示します。[UP]または[DOWN]キーを操作して設定メ
ニューを選択し[ENTER]キーを押します。設定値および表示内容の変更は、[UP]または[DOWN]キーを操作し、[ENTER]キーで決定します。
設定メニューの詳細は、４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法を参照してください。
※測定中でも設定変更は可能です。
※キー操作が９０秒以上ないときは、ＬＣＤ表示は自動的に消えます。
※キー操作は、通信ソフトでも同様の操作ができます。
３－３．通信によるデータ回収
３－３－１．データ回収
パソコンに付属（弊社HPからダウンロード可）のUSBドライバをインストールしてください。ドライバインス
トール完了後、本機USBコネクタにUSB-MINIBタイプケーブルを差し込んで、パソコンに接続します。次に通信ソフトを起動して、データの回収や各設定操作を行ってください。
※データ回収や各設定操作は、測定中でも実行できます。
※USBのパソコンが割当てるCOMポート番号に、ご注意下さい。デバイスマネジャーにて確認・変更可能です。
３－３－２．ＫＡＤＥＣ２１通信ソフト
ＫＡＤＥＣ２１通信ソフトは、Windows98以降で動作し、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計と通信接続を行い記録されたデータの回収を行います。また、ＫＡＤＥＣ２１シリーズ記録計本体のＬＣＤとスイッチを画面上でモニターして、記録条件等の各種設定を遠隔操作することもできます。
回収データをパソコンに保存することができます。保存したデータは、圧縮されたバイナリファイルですが、
テキスト形式に変換し、表計算ソフト（エクセル）などで取り扱い可能なＣＳＶファイルを作成します。なお、
データ回収を行った場合、バイナリファイルと同時にＣＳＶファイルが自動的に作成されます。
通信ソフトの操作方法は、ソフトウェアのヘルプを参考にして下さい。

-5-４ ＬＣＤ表示の意味と設定方法
ＬＣＤ表示に表示されるメニュー項目の意味と設定方法について説明します。
各処理メニューを選択して実行する場合、操作キーを押すと、表に示す順に表示が変化します。表示している処理を実行するときは、[ENTER]キーを押します。次の処理メニューに変更するときは[UP]または[DOWN]
キーを操作します。
メニュー項目
オープニングROMバージョン
日付時刻
インターバルプレタイマー
アフタースタート
通信速度
入力モード
入力モニタ
記録データ
ＲＴＣアジャスト
メモ
電池残量
出荷時設定呼出ネットインターバル
ネット通信テスト
モジュールシリアル表示例
操作スイッチ
動作内容
キー操作待ちＫＡＤＥＣ２１ Ｓｅｒｉｅｓ
Ｎｏｒｔｈ－ｏｎｅ
表示のみ
ＲＯＭ Ｖｅｒｓｉｏｎ[UP][DOWN]
Ｕ８ ５.０ ２０１１／０８[ENTER]
Ｄａｔｅ
表示／変更[UP][DOWN]
０１／１０／０９[ENTER]
Ｔｉｍｅ
表示／変更[UP][DOWN]
１１：２２：３３[ENTER]Ｉｎｔｅｒｖａｌ
表示／変更[UP][DOWN]
１ｍｉｎ[ENTER]
Ｐｒｅｓｅｔ Ｔｉｍｅｒ
表示／変更[UP][DOWN]ＯＦＦ[ENTER]
Ａｆｔｅｒ Ｓｔａｒｔ
表示／変更[UP][DOWN]
００／００ ００：００[ENTER]ＣＯＭ Ｓｐｅｅｄ
表示／変更[UP][DOWN]
３８４００ｂｐｓ[ENTER]
Ｍｏｄｅ
表示／変更[UP][DOWN]
ｃｈ １
Ｖｏｌｔ
[ENTER]
Ｍｏｎｉｔｏｒ
表示のみ[UP][DOWN]
ｃｈ １ ＋１２３４.５ｍＶ[ENTER]
Ｄａｔａ １８－１１：２２：００
表示のみ[UP][DOWN]
ｃｈ １ ＋１２３４.５ｍＶ[ENTER]
ＲＴＣ Ａｄｊｕｓｔ
表示／変更[UP][DOWN]
25[ENTER]
Ｍｅｍｏ １
表示／変更[UP][DOWN]
Ｋａｄｅｃ（メモ１）[ENTER]ＢＡＴＴ[UP][DOWN] 表示／残量ﾘｾｯﾄ［＿＿＿＿■■■■■■］[ENTER]
Ｄｅｆａｕｌｔ Ｓｅｔｔｉｎｇ
変更のみ[UP][DOWN]
Ｙｅｓ，Ｎｏ[ENTER]ＮＥＴ Ｉｎｔｅｒｖａｌ[UP][DOWN] ネット回収実行
ＯＦＦ[ENTER]ＮＥＴ Ｔｅｓｔ[UP][DOWN] ネット通信実行[ENTER]
Ｍｏｄｕｌｅ Ｓｅｒｉａｌ
表示のみ[UP][DOWN]
８ＡＬＤＤ００００００[ENTER]

測定スイッチ操作時の表示
測定開始
Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔａｒｔ
測定スイッチｉｎｔｅｒｖａｌ １ｍｉｎ
[REC]
測定終了
Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ ｓｔｏｐ
測定スイッチＣｏｕｎｔ １５５６４[STOP]

表示のみ
表示のみ

-6-

４－１ 各メニュー項目の操作方法
メニュー項目
オープニング
ROMヴァージョン
日付

時刻

インターバルプレタイマー

アフタースタート

通信速度

入力モード

入力モニタ
記録データ

ＲＴＣアジャスト

操

作

方

法

キー操作待ち① メニュー項目の「Date」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと年、月、日の順で点滅します。
③ 年月日の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Time」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと時、分、秒の順で点滅します。
③ 時分秒の正しい数値を[UP][DOWN]キーで設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Interval」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のインターバル項目に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① ①メニュー項目の「Preset Timer」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② ②[UP][DOWN]キーで目的のプレ時間または「OFF」に合わせます。
③｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選③
択して[ENTER]キーを押します。
※プレタイマーの設定可能な時間は、０～３０秒、１～５９分の１分きざみです。
① メニュー項目の「After Start」を表示させます。
② [ENTER]キーを押すと月が点滅します。
③ 測定を開始したい月を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
④ 測定を開始したい日を[UP][DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
⑤ 月日設定と同様な操作で時分を設定します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選⑥
択して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「COM Speed」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の通信速度に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※通信機能については、通信機能を参照してください。
① メニュー項目の「Mode」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的の入力チャンネルに合わせ、[ENTER]キーを押します。
③ [UP][DOWN]キーで目的の入力モードに合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択④
して[ENTER]キーを押します。
※各チャンネルごとに記録要素を設定して下さい、記録しないときは「Disable」を選択して下さい。
① メニュー項目の「Monitor」を表示させます。
表示チャンネルを変更するときは、[ENTER]キーを押して、表示したいチャンネルを[UP]②[DOWN]キーで設定して、[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「Data」を表示させます。
② 現在表示中データは最新の記録データです。
③ さかのぼって記録データを表示するときは、[DOWN]キーを押します。
① メニュー項目の「RTC Adjust」を表示させて、[ENTER]キーを押します。
② [UP][DOWN]キーで目的のRTC値に合わせ、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※RTCアジャストについては、RTCアジャストを参照してください。

-7-

メニュー項目

メモ

電池残量

標準設定呼出

Ｅメール送信インターバル

テストメール送信モジュールシリアル

操
作
方
法① メニュー項目の「Memo」を表示させます。
② [ENTER]キーを押して、メモ１から６のいずれかを選択して、[ENTER]キーを押します。
③ メモの内容を変更するときは、１文字ずつの変更となります。
④ １文字ずつ[UP][DOWN]キーを操作して、[ENTER]キーを押します。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択⑤
して[ENTER]キーを押します。
① メニュー項目の「BATT」を表示させます。
② 内蔵バッテリの残量が表示します。
③ 動作電池残量をリセットするときは、[ENTER]キーを押します。
④ [UP][DOWN]キーを操作して、動作電池の種類を選択し、[ENTER]キーを押します。
「BATT RMIN RESET? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または⑤「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
※動作電池の残量リセットは、動作電池交換時以外行わないでください。
① メニュー項目の「Default Setting」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
③ メニュー項目の｢Auto Download｣を表示させて、[ENTER]キーを押します。
① [UP][DOWN]キーで｢NET Interval｣を表示させます。
② [UP][DOWN]キーで目的の送信インターバル項目に合わせます。
｢Change? Yes,No」が最後に表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または「No」を選択③
して[ENTER]キーを押します。
※送信インターバルの設定可能な時間は、機器仕様を参照してください。
① メニュー項目の「NET Test」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
通信進行バーが表示されます。テストメール送信に成功しますと、[OK]が表示されます。失③ 敗した場合は「NG」が表示されます。失敗した場合は、通信設定及び電波状態を確認して再度おこなってください。
① メニュー項目の「Module Serial」を表示させます。
[ENTER]キーを押しますと、「Yes,No」が表示しますので、[UP][DOWN]キーで「Yes」または②「No」を選択して[ENTER]キーを押します。
③ 通信進行バーが表示され、通信モジュールのIMEIが表示されます。
※モジュールシリアルが読み込めない場合は、Eﾒｰﾙ通信用電源が供給されていない場合があります。電源を確認してください。

-8-

５ 電池
５－１ 動作電池の交換
記録計の動作用電池を交換するときは、測定スイッチをオフ（ＯＦＦ）にしてから行います。動作用の電池
はＫＡＤＥＣ専用電池で、取付ネジで電池の固定と電極を兼ねています。交換する場合は、プラスドライバ
でネジを外して下さい。

動作電池固定ネジ！
※動作電池固定ネジを締める場合、強く締めすぎるとプリント基板側のネジ固定部が破損する場合があります。緩めた時と同じ程度に締めて下さい。
※動作電池固定ネジは、電池の固定と記録計の電源電極を兼ねています、プリント基板のネジ固定部分が破損すると、記録計に電源供給ができなくなり動作しないことがあります。
※動作電池の取付けの方向は上記の通りです、電池交換時には向きに十分ご注意下さい。
※雨天や降雪時の電池交換作業は、水滴が記録計に付着しない様に注意して作業して下さい。
５－２ 電池残量のリセット
動作電池を交換後、メニュー項目の「BATT」を表示させ、動作電池残量のリセットを、必ず実行してください。
もし、このリセット操作を行わない場合、動作電池の容量が有るときでも正確な残量計算ができず、交換前の状態のままです。リセット操作時のメニュー表示は次の通りです。

ＬＣＤ１行目ＬＣＤ２行目BATT TYPE SERECT 使用する動作電池を選択して下さい。
ＥＲ６
NRH-B06-CR2400を使用時
ＥＲ６×２
NRH-B06-CR3000を使用時
ＣＲ１２３Ａ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａを使用時

１８００ｍＡｈ
３６００ｍＡｈ
９００ｍＡｈ

電池残量のリセット時に、選択した動作電池の容量を記録計内部に設定します。
※電池残量の表示機能は、計算による予測値です。あくまで目安としてご使用下さい。

-9-

５－３ 測定動作日数
KADEC21-U８の各インターバルに対する最大動作日数は次のとおりです。ただし、記録計のメモリ容量を無制限としています。
カメラ用電池ホルダ１個（8ch使用時）

リチウム電池パック１個（8ch使用時）

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１分
１０分
６０分

測定データ数
測定日数
測定月数
約 1,347,840ﾃﾞｰﾀ
約117日 約3.9ヶ月
約 731,520ﾃﾞｰﾀ
約635日 約21.1ヶ月
約 206,592ﾃﾞｰﾀ 約1076日 約35.8ヶ月

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
１分
１０分
６０分

測定データ数
測定日数
測定月数
約 668,160ﾃﾞｰﾀ
約58日 約1.9ヶ月
約 365,184ﾃﾞｰﾀ
約317日 約10.5ヶ月
約 103,296ﾃﾞｰﾀ
約538日 約17.9ヶ月※センサ、通信および表示器の動作消費電流は、含まれていません。
※カタログ上のリチウム電池パックは、２０００mAhですが１８００mAで計算しています。また、ＣＲ１２３Ａ（カメラ用電池）は、９００mAhで計算しています。
※ＣＲ１２３Ａ（カメラ用電池）の動作温度は、－５℃～４０℃の範囲内でご使用ください。

５－４ Ｅメール通信用電池による通信動作期間
リチウム電池ＣＲ１２３Ａは、各電池メーカーによって電池容量にバラつきがあり、低温による影響も受けます。
また、電波状態により通信時電流が増減する為、電波状態によっては動作期間が半分以下に減少する場合もあります。
下記の動作期間表は、ＦＵＪＩＴＳＵ製ＣＲ１２３Ａ×２本を使用し、電波状態を－６０ｄｂｍ（良好）時において測定・通信を行った際のおよその動作期間となります。あくまでも参考値としてご利用ください。
※動作を保証するものではありません。
また、実際の運用の際は、使用温度を考慮して運用してください。
■リチウム電池ＣＲ１２３Ａ×２本（付属品）を使用時の通信動作期間表（参考値）
平均温度

・メール本文には通信電圧値が記載されています。この電圧値を参考に交換してください。

送信間隔
5分

60分

24時間

20℃

2日

35日

850日

・メール本文の通信電圧値は、通信動作時の電圧値になり、待機時より低くなります。

-15℃

2日

27日

650日

・約4.6Vを目安に出来るだけ早めに電池交換をしてください。

-10-

６ 技術資料
６－１ 記録計のデータ回収について
KADEC21シリーズは記録計本体に９７２８０データ分の記録メモリを持っています。データ回収時に、この
９７２８０データを全て回収する方法と、未回収の部分のみ回収する２つの回収方法が選択できます。それぞれ、「全データ回収」、「最新データ回収」と呼んで、記録計のＬＣＤ表示メニューでは[ALL],[NEW]と表示されます。
以下にその違いを説明します。
６－１－１ 全データ回収 「ALL」
記録計の内部メモリ97280個すべてを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録
データに過去の記録データを含め記録計内部のデータをすべて回収します。過去の記録データは最新の記録データで上書きされない限り記録計に残っています。万が一、過去に回収したデータが紛失した場
合などはこの方法で上書きされていない過去の記録データを全て回収することができます。
６－１－２ 最新データ回収 「NEW」
前回データ回収した記録データの次のデータから現在までの未回収記録データを回収します。この方法でデータ回収をおこなえば、未回収記録データだけを回収しますので短時間で回収動作が完了します。

記録計内部メモリ ９７２８０データ

記録メモリが末尾になると先頭に戻り、記録メモリの先頭からデータを上書きします。（メモリスクロール方式）

過去の記録データ

未回収の記録データ

過去の記録データ「NEW」
最新データ回収
最新データ

前回データ回収
「ALL」
全データ回収※KADEC21-U８の入力モードの表示と意味は次のとおりです。
Disable：入力しないVolt：電圧入力（DC０～±２V）
Temp Thrm：サーミスタ温度（―５０～＋１２０℃）
Reg 200KΩ
：抵抗入力（０～２００KΩ）
Reg 20KΩ
：抵抗入力（０～２０KΩ）
Reg 2KΩ
：抵抗入力（０～２KΩ）
Current：電流入力（０～２０mA） ※１００Ωのシャント抵抗が必要です。

-11-

６－２ プレタイマーについて
プレタイマー機能は、記録計の測定インターバルと同期して、外部のセンサーやアンプなどの機器の電源をオン／オフするための機能です。電源の必要な入力機器は、常時電源を供給すると、電池の消耗を早めます。長期間の測定の場合、大型のバッテリィが必要となってきます。そこで、測定時前にセンサやアンプなどの機器に、測定インターバル前に電源をオンにする信号を出力する機能がプレタイマー機能です。

！ ご注意※外部電源を直接コントロールする場合は、外部同期接点出力端子を使用してください。
※測定インターバルを越えるプレ時間をセットしますと、接点出力は常にオンとなります。
※出力はトランジスタによる有電圧接点出力で、負荷により記録計の消費電流が増加します。
※オン状態のときは、負荷に電流が流れ続けますので、消費電流には注意が必要です。

プレ信号ON
プレタイマは無効
ONしない

プレタイマ：OFF

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
測定と同時にON
プレ時間”０min”

プレタイマ：０min

プレ信号OFF
測定中
測
定
終
了

測
定
開
始

プレ信号ON
測定開始前○△min
前にON

プレタイマ：○△min

プレ信号OFF
測定中
測
定
開
始

測
定
終
了

６－２ 外部同期端子について測定インターバル以外で測定記録動作を行う場合、EXTINの外部信号によって記録動作を行うことができます。外部からの同期信号で測定するときは、インターバルの設定を「EXTin」に合わせてください。また、外部同期端子の電気的仕様は次のとおりです。ただし、外部同期端子の入力は、フォトカプラで絶縁されてい
ます。
①入力電圧
②入力電流
③ﾊﾟﾙｽ間隔④ﾊﾟﾙｽ幅

2～25V
2～50mA
1秒
0.1秒

-12-

６－３ アフタースタート機能について
アフタースタート機能は、測定開始日を予め設定し、その設定された月日時分から測定を開始します。 但
し、測定インターバルの設定により、その設定時刻に測定されるとは限りません。つまり測定インターバルを１時間と設定した場合、正時に測定される為、スタート時間を○月△日９時３０分と設定しても、測定は１０時００分まで行われません。
記録中にアフタースタートを設定した場合、設定時刻まで記録は停止します。リモート操作で一旦記録を停止させる場合に有効です。逆に誤ってアフタースタートを設定してしまうと記録が停止させられる為、設定操作には注意が必要です。
アフタースタート機能の停止は、測定開始日を全て０（ゼロ）に設定します。
６－４ 電池残量表示機能について
KADEC21シリーズのＬＣＤ表示メニュー項目の「BATT」で表示される動作電池残量は、測定時の消費電流、待機時の消費電流といった記録計の各動作状態での消費電流を予め内部の不揮発性メモリに書き込んでいます。この値をプログラムで計算することで、電池残量を計算して表示させています。ですから電池
残量表示機能は、電池残量の予測値であることにご注意下さい。（電池電圧の実測値に基づくものではありませんので目安としてご使用下さい。）

６－５ RTC誤差調整機能
記録計内部にはＲＴＣ（Real Time Clock）と呼ばれる時計を内蔵しています。出荷時には常温環境下において月差約±１０秒以下になるように調整しています。このＲＴＣは水晶発振を基に時刻を刻んでいますが、極端な温度変化の環境下に記録計を設置した場合などは、月差がさらに大きくなる場合もあります。
※個々のＲＴＣの誤差は統計的な標準偏差により規定されます。
ＲＴＣ誤差調整機能は、特殊な装置を必要とせずに記録計内部の時計（ＲＴＣ）の進みまたは、遅れを調整することができます。この機能は、２０秒に１度、ＲＴＣのクロック数を変化させることにより、時計の進み遅れを調整しています。設定方法は、時計が遅れているときは現在の設定値を減らし、進んでいるときは設
定値を増やします。
増減値の１カウントの補正時間は以下の様に求められます。
・ＲＴＣクロック周波数 ：３２７６８Hz（分周比１／２で１６３８４Hz）
・１カウントあたりの分解能：１／１６３８４Hz＝６１．０３５１μ秒
・補正インターバル：２０秒
例１）１日に時計が３秒進んだ場合。
１日=８６４００秒 ８６４００÷２０=４３２０
１日当り４３２０回補正インターバルが生ずるので
６１．０３５１μ秒×４３２０=０．２６３７秒／日
３÷０.２６３７＝約１１カウント
現在の設定値が１０の場合、１０＋１１＝２１を設定します。
例２）一週間に時計が７秒遅れた場合。
１カウントは、１．８４５７秒／週なので ７÷１．８４５７＝約４カウント
現在の設定値が２１の場合、２１－４＝１７を設定します期

間
補 正 回 数補 正 時 間２０秒
１回
１×１／１６３８４＝ ６１μ秒
１分
３回
３×１／１６３８４＝１８３μ秒
１時間
１８０回
１８０×１／１６３８４＝ １０．９８ｍ秒
１日
４３２０回
４３２０×１／１６３８４＝２６３．６７ｍ秒
１週間
３０２４０回 ３０２４０×１／１６３８４＝
１．８５秒
１ヶ月 １２９６００回 １２９６００×１／１６３８４＝
７．９１秒

-13-

７ 別売りオプション
ＫＡＤＥＣ２１シリーズの記録計を便利にお使いいただく為のオプション品をご紹介いたします。

・カメラ用電池ホルダ
カメラ用電池ＣＲ１２３Ａは（二酸化マンガンリ
チウム電池）一般的に市販されている電池です。
この電池でＫＡＤＥＣ２１シリーズを動作させると電池容量は、専用の動作電池（ＮＲＨ－Ｂ０６）に比べ約半となります。
※：ＣＲ１２３Ａの電池容量はメーカ毎に違いがあります。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０１－Ｕ２１・ＡＣアダブタ ９Ｖ（トランスタイプ）
ＫＡＤＥＣ２１シリーズを商用電源（AC１００Ｖ）
で使用する際に使用します。ＭＥで使用する際は、電源周波数（50Ｈｚや60Ｈｚ）ノイズに強いト
ランスタイプを使用してください。

型式：ＫＤＣ－Ｂ０２－ＴＲ－□※：先端形状を指定してください。
1：ＡＣプラグ（センターマイナス）
2：差込型ピン端子

-14-

８ 仕様
入力チャンネル8チャンネル （各チャンネルごとに入力種類設定可能）
入力
範囲 0～±2V
直 流 電 圧分解
能 0.1mV測定
精度 0.15%F.S
入力
範
囲 0～2KΩ、0～20KΩ、0～200KΩ、
抵抗分
解能 0.1Ω、1Ω、10Ω、
測
定精度 0.15%F.S
入力
範
囲 -50～120℃
ｻｰﾐｽﾀ温度分
解能 0.1℃測定精
度 0.3℃
使用
素子 JIS 6KΩ/0℃
測 定 ｲ ﾝ ﾀ ｰ ﾊ ﾞ ﾙ 1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分
1、2、3、4、5、6、8、12、24時間
有電圧外部トリガによる測定動作
記 録 デ ー タ記
憶容
量 97,280個（8ch使用時:約506日分/1時間間隔）
使 用 メ モ リ 不揮発生メモリ（バッテリバックアップ不要）記
録
内
容 時刻記録方式
1要素の1ﾃﾞｰﾀごとに日時/入力要素/ﾁｬﾝﾈﾙ番号を同時記録
メモ機
能 メモ数 :6個
文字数 :16文字
取扱文字:ローマ字、カタカナ、記号記
録方式 メモリスクロール方式
通信方式

ＬＴＥ Ｃａｔ－1 ＮＴＴドコモ・ＫＤＤＩ対応※ドコモ・ＫＤＤＩの相互接続性試験（IOT）合格

ドコモ :Ｂ１・１９
ＫＤＤＩ：Ｂ１・１８・１９
ソフトバンク : Ｂ1・３・８（出荷時オプション）
ＳＭＴＰ（５８７）・ＰＯＰ３（１１０） 認証：ＰＬＡＩＮ
Ｅメール機能 通信プロトコル
接続インターバル
５分、１０分、６０分、２４時間
送信先数
通常データ・警報データ各６箇所
対応ＳＩＭカード
標準ＳＩＭ（２５×１５ｍｍ）
アンテナ
RFコネクタ（外部アンテナ） インピーダンス５０Ω
Ｅメール用電源
ＣＲ１２３Ａ×２本 または、外部ＤＣ１２Ｖ電源（オプション）
使用コネクタＵＳＢ ＭＩＮＩ Ｂコネクタ（ドライバは製品に添付または弊社ＨＰよりＤＬ可能）
PC 通 信 機 能 通信ソフト
設定用ソフトウェア付属 データ回収はKADEC21専用通信ソフトKUTSを使用（無償配布）※通信ソフトは、当社のホームページから無償でダウンロードできます。
表示
器 表 示 器 種 別 キャラクタLCD表示器
表示
範
囲 16文字×2行動
作
範囲 -20～70℃
操 作 キ ー設定キ
ー 押しボタンキー3個（UP/DOWN/ENTER）
測 定 ス イ ッ チ スライドスイッチ1個（[REC]測定開始/[STOP]測定中断）
調 整 ボ リ ウ ム LCD表示器のコントラスト調整
標 準 機 能 ﾌ ﾟ ﾚ ﾀ ｲ ﾏ ｰ 機 能 記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能
設定可能範囲は1～59分、0～30秒（初期値はOFF）
ｱ ﾌ ﾀ ｰ ｽ ﾀ ｰ ﾄ 機 能 指定した月日時分から測定動作が開始します。（初期値はOFF）
RTC 調 整 機 能 タイマー機能の進みおよび遅れの調整を行うことができます。
電 池 残 量 表 示 内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力
電源消費
電流 測定時動作電流:51mA（記録部）
スリープ時電流:0.06mA
通信動作電流 :53mA
Ｅメール送信時電流：200mA（平均）使用電
源 リチウム電池パック3個（NRH-B06-CR2400 ネジ固定方式）
カメラ用電池（CR123A）
専用ＡＣアダプタ（ＤＣ９～１２Ｖ） センターマイナス※カメラ用電池はメーカによって電池容量が違います。
搭 載 Ｏ Ｓ I-TRON（リアルタイムOS）採用により各機能が独立して動作
動 作 環 境 -25℃～+80℃
寸 法 ／ 重 量 240W×160D×91H/1.5Kg（突起物含まず）
対応キャリア・バンド-15-

９ 外形寸法
９－１ ＫＡＤＥＣ２１－U８－Ｎ３-16-