FLIR A65/A35

マシンビジョン向け小型赤外線カメラ
FLIR A65/A35は、熱画像による温度分布情報が必要なアプリケーションに最適なソリューションです。FLIR A65/A35は、PC上のソフトウェアを使ったデータ解析に慣れている人におすすめのカメラです。

お求めやすい価格とコンパクトな設計

FLIR A65/A35は、非常にお求めやすい価格で提供しています。オートメーションやマシンビジョン環境に赤外線サーモグラフィの導入を検討している方におすすめです。いずれの機種も非常にコンパクトに設計されており、マシンビジョン環境に簡単に統合できます。

選べる画角（FOV)

FLIR A65は、640×512ピクセルのクリアな熱画像を生成します。これほどの高画質を必要としないユーザーは、320×256ピクセルのFLIR A35をお選びいただけます。

カメラインターフェース規格に準拠

イーサネット通信規格(IEEE802.3)を用いたカメラインターフェース規格(GigE Vision)は、ギガビットイーサネット通信プロトコロルより、低コストの標準的なケーブルを使用し、長距離の高速画像転送を可能にした新しいカメラインターフェース規格です。GigE Visionを使えば、各メーカーのカメラとソフトウェアをシームレスに統合できます。

汎用プログラミングインターフェースをサポート

GenICam(Generic Interface for Cameras)は、あらゆる種類のカメラに対応する汎用プログラミングインターフェースを提供します。
インターフェース技術（GigE Vision、Camera Linkなど）の違いや実装されている機能に拘わらず、プログラミングインターフェース（API）は共通となります。GenICamを使用することにより、カメラと他社製のソフトウェアを同時に使用することも可能です。
不透明ボトルの液量を検出

14ビット温度情報リニア出力

他社製ソフトウェアを使い、非接触モードで温度測定が可能です。内蔵されたギガビットイーサネット接続によりリアルタイムの14ビット動画をコンピューターに転送できます。

同期

複数台のカメラが必要な場合や立体画像を撮影する場合、1台をマスター、他をスレーブに設定して同期することが可能です。

食品製造工程の品質管理

www.flir.jp

型式

形 ： FLIR Ａ 65

形：FLIR Ａ 35

解像度

640 × 512 ピクセル

320 × 256 ピクセル

測定視野角 (FOV)

90°(H) × 69°(V)（ 7.5mm レンズ）
45°(H) × 37°(V)（ 13mm レンズ）
25°(H) × 20°(V)（ 25mm レンズ）
※レンズは交換できません。
ご注文の際にお選びください。

69°(H) × 56°(V)（ 9mm レンズ )45°(H) × 35°(V)（ 7.5mm レンズ )25°(H) × 19°(V)（ 13mm レンズ )※レンズは交換できません。
ご注文の際にお選びください。

空間分解能 (IFOV)

2.27mrad（ 7.5mm レンズ）
1.31mrad（ 13mm レンズ）
0.68mrad（ 25mm レンズ）

3.80mrad（ 9mm レンズ）
2.27mrad（ 7.5m レンズ）
1.31mrad（ 13mm レンズ）

30Hz

60Hz ※ 9mm レンズのみ 30Hz

17 μ m17 μ m ※ 9mm レンズのみ 34 μ m–25℃〜 +135℃–40℃〜 +550℃–25℃〜 +100℃※ 9mm レンズのみ -25℃〜 135℃
–40℃〜 +550℃

フレームレート

検出器
素子ピッチ

測定
測定対象物温度

画像性能
温度分解能

＜ 0.05℃（ ＋ 30℃の場合）

温度精度± 5℃または± 5%( 読み値に対して )1.4（ 9mm レンズ）
1.4（ 7.5m レンズ）
1.25（ 13mm レンズ）

1.4 （ 7.5mm レンズ）
1.25 （ 13mm レンズ）
1.25 （ 25mm レンズ）

F値
フォーカス

固定

電源

検出器

検出器（ FPA ）／スペクトル波長

非冷却マイクロボロメーター／ 7.5〜 13 µ m
通常12ms

素子反応速度イーサネット

外部電源操作

12/24VDC 標準＜ 3.5W 、最大＜ 6.0W

外部電源コネクタタイプ

12 ピン M12 コネクタ
（デジタル I/O とデジタル同期で割り振り）

コントロール／画像

環境仕様

イーサネット（タイプ）

ギガビットイーサネット

動作温度範囲イーサネット（規格）／コネクタ

IEEE 802.3 / RJ-45保管温度範囲

イーサネット（通信）クライアント API GenICam 準拠
8ビットモノクロ（ 30／ 60Hzの場合）
シグナルリニア、自動 /手動、フリップ H&V
14 ビット赤外線画像（ 30／ 60Hzの場合）
Signaliシグナルリニア、GigE
Vision/GenICam 準拠

GigE Vision

イーサネット（画像転送）

PoE、PoE IEEE 802.3af クラス 0パワー

イーサネット（電源）GPO 、デバイス（プログラムセット可）

デジタル出力デジタル I/O（絶縁電圧）

500VRMS

デジタル I/O（供給電圧）

2－ 40VDC、最大 200mA

デジタル I/O（コネクタタイプ）（同期と外部電源用で割り振り）

同期信号入力（目的）12ピン M12 コネクタ

カメラ制御用フレームシンク入力
×1

同期信号入力（数）同期信号入力（タイプ）

LVCバッファー（3.3V時）、“ 0”＜ 0.8V、“ 1”＞ 2.0V

他 Ax5カメラ制御用フレームシンク出力

同期信号出力（目的）×1

同期信号出力（数）同期信号出力（タイプ）

耐衝撃性25G（ IEC 60068-2-27 ）耐振動性

2G（ IEC60068-2-6 ） and MIL-STD810G

光アイソレートタイプ×1、“ 0”<1.2, “1”＝ 2－ 12VDC、
光アイソレートタイプ× 1、2 － 40VDC
最大 185mA

LVCバッファー（デジタル同期（コネクタタイプ）

3.3V時）、” 0”＝ 24mA（最大）、“1”＝－ 24mA（最大）12ピン M12 コネクタ

（デジタル同期と外部電源用で割り振り）※ FLIR は FLIR Systems,Inc. またはその関連会社の日本または他の国における商標です。
※ FLIR A35、A65 とは FLIR Systems,Inc. の製品型式名です。
※ GigE Vision、Camera Link は、AIA (Automated Imaging Association) の商標です。
※ Genl Cam は、EMVA (European Machine Vision Association) の商標です。

IP 40（ IEC 60529 ）保護構造

サイズ（L× W × H ）デジタル出力（目的）－ 40 ℃〜＋ 70 ℃

IEC 60068-2-30/24 時間 95%（結露なきこと）＋ 25℃〜＋ 40 ℃
EN 61000-6-2（電磁波耐性）
EN 61000-6-3（電磁波放射）FCC 47 CFR パート 15 クラス B（電磁波放射）

EMC

サイズ

デジタル入力／出力–15℃ to ＋ 60 ℃ （ベースサポート装着時）

湿度（動作および保管）

TCP、UDP、ICMP 、IGMP 、DHCP 、GigE Vision

イーサネット（プロトコル）
デジタル入力（汎用）

許容範囲 10 〜 30VDC

電圧

イーサネット210g

重量104.1 × 49.6 × 46.6 mm
UNC 1/4-20（ 3面）

三脚穴
固定穴

M3 穴× 4（底面）材質

マグネシウム / アルミニウム

標準パッケージ
ダンボール箱、赤外線カメラ本体（レンズ付き）、焦点調整リング、印刷物、ベースサポート
ユーザーガイド

内容物

フリアーシステムズジャパン株式会社〒 141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル5階
電話： 03-6721-6648
FAX ： 03-6721-7946
e-mail ： info@ﬂir.jp
本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。
仕様は予告なく変更されることがあります。

フリアーシステムズジャパン正規代理店

https://at.azbil.com/

本 www.flir.jp
社 〒 105-0014
東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
03-4233-7853
社 〒 170-8462
東京都豊島区北大塚1-14-3 大塚浅見ビル8階 03-5961-2153※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東 京 支 店 03-4233-7863
03-5961-2163
北 関 東 支 店 048-600-3931
名 古 屋 支 店 052-218-5080
大 阪 支 店 06-7668-0023
広 島 支 店 082-568-6181
九 州 支 店 093-285-3751

福茨島
つくば営業所
城 営 業 所 024-927-0530
029-273-8887
029-817-4755
つくば営業所群 馬 営 業 所 029-817-4755
027-310-3381
群千馬
葉 営 業 所 027-310-3381
043-246-6652
千葉 営 業 所 043-246-6652
神奈川営業所
043-202-0940
046-400-3433
神奈川営業所諏 訪 営 業 所 046-400-3433
0266-71-1112
諏 訪 営 業 所 0266-71-1112

静 岡 営 業 所 054-272-5300
神 戸 営 業 所 078-341-3581
兵 庫 営 業 所 079-456-1581
岡 山 営 業 所 086-460-0050
鳥 栖 営 業 所 0942-84-4331
220106-0000-2-AT
240401-0000-1-AT
230508-0000-1-AT