トータルステーション
TT-027
取扱説明書
お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただく
ようお願いいたします。取扱い方法などのお問い合わせは、レーザー相談デスクへ
TEL.0120-933297
お読みになった後は、後日必要になることがありますので、必ず保管してください。

Version 1.0
日本語版

はじめに
購入

タジマトータルステーションをご購入いただき、ありがとうございます。
このマニュアルでは、安全管理の重要な点および器械の設置と操作方法について説明しています。詳細については、"1 使用上のご注意"を参照してください。
器械の電源を入れる前に、このマニュアルをよくお読みください。

器械の識別

器械のモデル名とシリアルナンバーが、モデルプレートに明記されています。
下記の欄に機種名とシリアルナンバーをご記入ください。販売店またはタジマメンテナンス
センターへご連絡いただく際は、必ずこの機種名とシリアルナンバーをお知らせください。
モデル：__________________________________________

シリアルナンバー：__________________________________________

商標•• WindowsはMicrosoft社の登録商標です。
そのほかの商標はそれぞれ各社の所有に属します。

本取扱説明書の有効性•• この取扱説明書は、TT-027モデルに適用します。
•• ノンプリズムモードによる測定 : 各種ノンプリズムモードで測距を行う場合、可視の赤色レーザービームを使用します。レーザービームは望遠鏡の対物レンズから同軸放射されます。
•• プリズムモードによる測定 : 各種プリズムモードでプリズムまでの距離を測定する場合、望遠鏡の対物レンズから同軸方向に広範囲の可視の赤色レーザービームを照射します。

警告

TSOX_135

器械の動作中またはシャットダウン処理中にバッテリーを取り外さないでください。
ファイルシステムのエラーが発生してデータが失われる可能性があります。
器械をオフにする場合は常に電源ボタンを使用し、器械を完全にシャットダウンしてからバッテリーを取り外します。

タジマ・トータルステーション

はじめに

2

目次

はじめに

本マニュアル

章
目次
1

2
ページ
3

使用上のご注意
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
2

3

4

5

6

一般事項 �������������������������� 6
想定される作業 ����������������������� 6
使用範囲 �������������������������� 7
責任 ���������������������������� 7
免責事項について ���������������������� 7
安全上のご注意 ����������������������� 8
レーザークラス ���������������������� 10
1.7.1
一般事項 ������������������� 10
1.7.2
ノンプリズム測定 ��������������� 10
1.7.3
プリズムを使用した測定 ������������ 11
1.7.4
レーザー求心器 ���������������� 12
電磁環境両立性EMC�������������������� 13

構成品の説明
2.1
2.2
2.3

6

14

システムの構成 ���������������������� 14
ケースの同梱品 ���������������������� 15
各部の名称 ������������������������ 16

ユーザーインターフェース

17

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

キーボード ������������������������ 17
ディスプレイ ����������������������� 18
器機設定アイコン ��������������������� 18
ファンクションコマンド ������������������ 19
一般的な操作方法 ��������������������� 19点検索 �������������������������� 20
グラフィック記号 ��������������������� 21

操作

22

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5

バッテリーの取り扱い ������������������� 22
器械のセットアップ �������������������� 23
4.2.1
三脚の設置手順 ���������������� 23
4.2.2
器械整準の手順 ���������������� 24
4.2.3
レーザー求心点の明るさ調整 ���������� 25
データの保存 ����������������������� 25
メインメニュー ���������������������� 26
測距 - 正確な結果に関するガイドライン ����������� 27

設定

28

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

作業設定 ������������������������� 28
基本設定 ������������������������� 29
データ設定 ������������������������ 31
画面と音声の設定 ��������������������� 32
EDM設定������������������������� 33
通信設定 ������������������������� 36

測定 - 簡単測定
6.1
6.2

タジマ・トータルステーション

目次

37

概要 ��������������������������� 37
角度距離測定 ����������������������� 37
6.2.1
1/5 第1ファンクション解説 ���������� 37
3

6.3

6.4

7

プログラム - はじめに
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7

9.2
9.3

タジマ・トータルステーション

目次

45

器械点設定 ������������������������ 45
8.1.1
目標ポイントの測定 �������������� 47
8.1.2
器械点設定結果 ���������������� 48
座標測定（放射観測）�������������������� 51
測 設��������������������������� 52
辺長計算 ������������������������� 55
REM 測定 ������������������������ 57
線のオフセット ���������������������� 58
8.6.1
概要 ��������������������� 58
8.6.2
ベースラインの定義 �������������� 58
8.6.3
オフセット線（リファレンスライン）設定 ���� 59
8.6.4
オフセットの検測 ��������������� 60
8.6.5
測設 ��������������������� 61
8.6.6
グリッド測設 ����������������� 62
8.6.7
直線の分割 ������������������ 64
面積・体積計算 ���������������������� 66

オプションプログラム（別売）

9.1

41

概要 ��������������������������� 41
プログラムの起動 ��������������������� 41
ジョブの設定 ����������������������� 42
器械点設定 ������������������������ 43
共通の表示用語 ���������������������� 44

標準プログラム
8.1

9

6.2.2
2/5 第2ファンクション解説 ���������� 38
6.2.3
3/5 第3ファンクション解説 ���������� 38
6.2.4
4/5 第4ファンクション解説 ���������� 38
6.2.5
5/5 第5ファンクション解説 ���������� 38
角度測定 ������������������������� 39
6.3.1
1/3 第1ファンクション解説 ���������� 39
6.3.2
2/3 第2ファンクション解説 ���������� 39
6.3.3
3/3 第3ファンクション解説 ���������� 39
座標測定 ������������������������� 40
6.4.1
1/4 第1ファンクション解説 ���������� 40
6.4.2
2/4 第2ファンクション解説 ���������� 40
6.4.3
3/4 第3ファンクション解説 ���������� 40
6.4.4
4/4 第4ファンクション解説 ���������� 40

69

曲線オフセット ���������������������� 69
9.1.1
概要 ��������������������� 69
9.1.2
曲線の定義 ������������������ 69
9.1.3
オフセットの検測（測定）������������ 71
9.1.4
測設（杭打ち）����������������� 72
基準面 �������������������������� 74
交点計算 ������������������������� 76
9.3.1
概要 ��������������������� 76
9.3.2
交点計算は、点の座標、点の間の方向角、および点の間の距離などの、座標ジオメトリー計算を実行するプログラムです。 �������������� 76
9.3.3
ST計算＆トラバース �������������� 77

4

9.4
10

FUN（機能）メニュー
10.1
10.2
10.3
10.4

11

13

16

87

器械の点検調整 ���������������������� 87
スタートUP������������������������ 87
システム情報 ����������������������� 88
PINによる器械の保護 ������������������� 90
91
管理 ��������������������������� 91
データの出力 ����������������������� 92
データの入力 ����������������������� 93

点検および調整
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8

15

コーディング ����������������������� 85

データ管理
13.1
13.2
13.3

14

85

ツールメニュー
12.1
12.2
12.3
12.4

82

概要 ��������������������������� 82
隠れた測点 ������������������������ 83
トラッキング ����������������������� 84
後視の確認 ������������������������ 84

コード付け
11.1

12

9.3.4
オフセット ������������������ 78
9.3.5
ライン - 延長����������������� 79
Road 2D������������������������� 79

94

概要 ��������������������������� 94
準備 ��������������������������� 94
視準線と鉛直分度の誤差の調整 ��������������� 95
コンペンセータの調整 ������������������� 97
チルチング軸の誤差の調整 ����������������� 98
器械の円形気泡管の調整 ������������������ 99
レーザー求心装置の調整 ����������������� 100
三脚の点検 ����������������������� 100

取り扱いと輸送

101

15.1
15.2
15.3
15.4

101
101
101
102

お手入れ ������������������������
輸送 ��������������������������
保管 ��������������������������
清掃と乾燥 �����������������������

テクニカルデータ

103

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

103
103
104
105
107
108

角度測定 ������������������������
プリズムによる測距 �������������������
プリズムなしの測距(ノンプリズムモード) ���������
器械の一般的テクニカルデータ ��������������
縮尺補正 ������������������������
換算公式 ������������������������

17

ソフトウェアライセンス契約

109

18

用語集

110

付録

メニューの階層

112

索引



114

タジマ・トータルステーション

目次

5

1

使用上のご注意

1.1

一般事項

説明

以下の説明は、本製品の取扱責任者および器械を実際に使用するすべての人が操作上の危険を予想し、回避するためのものです。
取扱責任者は、操作するすべての人に危険性と、その危険性への対応を指導する責任を負います。

警告表示について警告は機器を安全にご使用いただくために重要な要素です。何か障害が生じる場合や生じる可能性があることを表します。
警告表示•• 機器使用にあたり、直接間接に障害が起こりえる際にユーザーへ知らせます。
•• 一般的な諸注意について説明します。
ユーザーの安全のため、すべての安全のためのメッセージにはしっかり理解し、忠実に守ってください。したがってここに説明されている内容はすべての使用者に利用可能な状態でなければなりません。
危険、警告、注意、および予告, 注意は人体への傷害や施設への損傷などに関係する危険性とその程度を表しています。安全のために以下をお読みいただき、ご理解いただくことが重要です。シンボルマークを各説明にも付与してあります。
タイプ

説明

危険

この記載が遵守されない場合、すぐにも人身事故（死亡または重傷）につながる事項を示します。

警告

この記載が遵守されない場合、人身事故（死亡または重傷）につながる可能性が高い事項を示します。

注意

この記載が遵守されない場合、中程度の人身傷害を生じる可能性が高い事項を示します。

予告, 注意この記載が遵守されない場合、かなりの物質的・経済的損失、環境上の損害を生じる可能性が高い事項を示します。

☞

器械を技術的に正しく、有効に使用するために、操作上守らなければいけない重要な項目を示します。

1.2

想定される作業

器械の意図的用途•• 水平角と鉛直角の測定。
•• 距離の測定。
•• 測定値の記録。
•• 視準方向および鉛直軸の視認。
•• 外部装置とのデータ通信。
•• プログラムによる計算。

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

6

禁止事項

•• 取扱説明を十分理解せずに製品を使用すること•• 意図した使用制限を超えた使用•• 安全システムを無効にすること•• 注意書きを取り外すこと•• 特殊な用途のために特別に許可されている場合を除いて、製品を分解すること•• 製品の変更、あるいは改造•• 盗難の器械であることを承知しての使用•• 損傷または不具合を承知の上で製品を使用すること•• ㈱TJMデザインの承認なしで他社のアクセサリーを組み合わせて使用すること•• 故意に第三者の目をくらませるような放射をすること•• 追加の制御、および安全装置を使うことなく、建設機械、移動物体、および類似するモニ
タリングアプリケーションを制御すること•• 太陽の直接視準•• 路上での測定など、測量現場で十分な安全対策を取らない場所での使用

1.3

使用範囲

環境

本製品は人が居住できる環境での使用に適しており、過酷な環境、あるいは爆発の危険がある環境での使用には適していません。
危険

危険を伴う場所、あるいは電気施設またはその他の類似施設の近くで作業するときは、事前に取扱責任者が地元安全管理当局や安全管理専門家に相談してください。

1.4

責任

製品の製造者

Leica Geosystems AG（CH-9435 Heerbrugg、以下、Leica Geosystemsと表記）は、
安全な条件での製品の供給に責任を負います。

製品の販売者

株式会社 TJMデザイン（東京都板橋区小豆沢3-4-3、以下、㈱TJMデザインと表記)は、安製品の取扱責任者

本製品の取扱責任者には次のような責任があります：•• 製品に表示された安全上の指示とマニュアルの内容を理解すること•• 使用する場所での安全管理と事故予防に関する規定に精通していること•• 安全対策と事故予防に関して、使用地域での規定に精通していること•• 製品およびアプリケーションプログラムの安全性が損なわれたと判断しときは、すぐに㈱TJMデザインに連絡すること•• 無線送信機の操作に関する国内法、規則、および条件が遵守されているのを確認すること

1.5

免責事項について全な条件下での製品、ユーザーマニュアル、専用アクセサリ―の販売に責任を負います。

•• 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他
異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
•• 本機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
•• 取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
•• 接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

7

1.6

安全上のご注意注意

危険注意

本製品を落としたとき、使用法を誤ったとき、あるいは改造したとき、また長期の保管または輸送後は、正しい測定結果が得られない可能性があります。測定値の誤差に注意してください。
予防措置 :
マニュアルに従って定期的にテスト観測と現場での調整を行ってください。特に、本製品を通常でない方法で使用した後や、重要な測定の前後には、必ずテスト観測を行ってください。
送電線や電車の線路など、電気施設の近くでポールや延長ポールを使用すると感電の恐れがあり、大変危険です。
予防措置 :
電気施設から十分な距離を確保してください。このような環境で作業を行う場合は、最初に電気設備の安全管理責任者に相談し、指示に従ってください。

製品を太陽の方角に向ける場合には注意してください。望遠鏡が拡大鏡のように作用して、測定者の目を傷つけたり、製品内部を損傷させたりする可能性があります。
予防措置 :
製品を直接太陽に向けないでください。

警告

警告

注意

警告

測量作業など移動を伴う計測では、環境、たとえば障害物や掘削した穴、通行車両などに対する注意を怠ると、事故が発生する恐れがあります。
予防措置 :
本製品の取扱責任者は、起こりうる危険に十分注意を払うよう、全作業者に指示してください。
路上、建築現場、あるいは工場など危険な場所で測量する時に安全対策が不十分だと事故の元になります。
予防措置 :
常に測量現場の安全を確保してください。安全および事故予防規定や交通規則を遵守してください。
製品と共に使用するアクセサリーがしっかりと固定できておらず、かつ本製品が機械的な衝撃（吹き飛ばされる、落下するなど）を受ける危険がある場合は、製品が破損したり、人身事故が起きる恐れがあります。
予防措置 :
本製品を設置する場合、アクセサリーが正しく合っているか、フィットしているか、安全か、ロックされているかを確認してください。
本製品が、機械的な衝撃を受けないように注意してください。
本製品を支柱や標尺、ポールなどのアクセサリーと共に使用する場合は、落雷の危険度が大
きくなります。
予防措置 :
雷雨のときは本製品を使用しないでください。

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

8

注意

警告

警告

警告

本製品が、機械的な衝撃を受けないようにしてください。
予防措置 :
製品を出荷または廃棄する前に、バッテリー残量がなくなるまでバッテリーを完全に放電してください。
バッテリーを運搬または輸送する場合、本製品の取扱責任者は関係する国内法、国際法を責任をもって遵守させる必要があります。運搬または輸送の前に、地元の運送業者または貨物輸送会社にご相談ください。
機械的な強い衝撃、高い外気温、または液体に浸すことは、バッテリーの液漏れ、火災、爆発の原因となります。
予防措置 :
バッテリーを機械的な衝撃と周囲の高温から保護してください。バッテリーを液体に落としたり、浸漬しないでください。
バッテリーをポケットに入れたままにしたり、持ち運んだりするとき、貴金属、鍵、金属コー
ティングした紙、あるいはその他の金属に触れると、バッテリー端子がショートして過熱し、人身事故あるいは火災の原因となります。
予防措置 :
バッテリー端子を金属と接触させないように注意してください。
本製品を不当に廃棄処分すると、次のような事態が起きる危険があります：•• ポリマー部分が燃焼すると有毒ガスが発生し、健康に悪影響を与える場合があります。
•• バッテリーが破損したり強く熱せられると、爆発、毒物の発生、火事、腐食、あるいは環境汚染の原因になります。
•• 製品を無責任に廃棄処分にすると、使用資格のない人が規定を守らずに使用し、彼ら自身
あるいは第三者が重傷を負う危険にさらされたり、環境を汚染することになります。
•• シリコン油を正しく処理しないと、環境汚染の原因になることがあります。
予防措置 :
この製品は家庭ゴミと一緒に廃棄することはできません。
本製品の処分は、各自治体の規定に従って適切に行ってください。
資格のない人が本製品に触れることのないように注意してください。
本製品特有の手入れや廃棄物管理についての情報は、㈱TJMデザインから入手することも
できます。

警告

本製品を修理できるのは、タジマメンテナンスセンターおよび㈱TJMデザインが指定する
サービスセンターだけです。

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

9

1.7

レーザークラス

1.7.1

一般事項

一般事項

以下の説明は、国際規格 IEC 60825-1 (2007-03) および IEC TR 60825-14 (200402) に従い、本製品の取扱責任者および器械を実際に使用するすべての人が操作上の危険を予想し、回避するための指示と訓練情報を提供します。
IEC TR 60825-14（2004-02）に従い、レーザークラス1、クラス2、およびクラス3Rに分類される製品では、以下は必要ありません：•• レーザー安全監視員の立会い•• 防護服および目の保護具の着用
本ユーザーマニュアルに記載されているとおりに使用および操作した場合、目に対する危険レベルが低いためです。
日本国内の使用においては『付属の「レーザー安全標識」をレーザー作業領域でのレーザー開口部近くの人に明瞭に見えるように掲示してください。』

☞

注意

☞

クラス2またはクラス3Rに分類されたレーザー製品は、特に周辺光が暗い環境では幻惑、一時的な視覚障害、残像を発生させる原因となります。
1.7.2

ノンプリズム測定

一般

本製品内蔵のEDMモジュールで可視レーザー光線が生成され、望遠鏡の対物レンズから照射されます。
この項で説明しているレーザー製品は、次の規格に従って、レーザークラス3Rに分類されます。
•• IEC 60825-1（2007-03）：「レーザー製品の安全性」•• EN 60825-1（2007-10）：「レーザー製品の安全性」
内部光線を直接目視すると（特に意図的にのぞき込む行為）、危険（低レベルな目の障害）を伴う可能性があります。光線は、特に周辺が暗い状況では、眩惑、閃光による視力喪失、残像などを引き起こす可能性があります。レーザークラス3R製品の使用によって負傷する
危険性は、次の理由から限られています。
a) 偶然、光線が目に入ったとしても、最悪の条件（光線と瞳孔が一直線上になるような位置関係など）に当てはまることはほとんどないb) レーザー光線のMPE（Maximum Permissible Exposure：最大許容露光量）には元々、安全性を考慮して余裕が確保されているc) 強い可視光線が目に入った場合、人は反射的に目を閉じる
項目値

最大平均照射強度

4.75 mW

パルス幅

400 ps

パルス繰り返し周波数

320 MHz

波長650 nm ～ 690 nm

ビーム発散

0.2 mrad x 0.3 mrad

NOHD (公称眼障害距離) @0.25 s

67 m

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

10

注意

注意

安全性の観点から、クラス3Rレーザー製品は危険性が高いものとして取り扱う必要があります。
予防措置 :
1) 安全性の観点から、クラス3Rのレーザー製品は人に危険をもたらす恐れがあるものとして取り扱わなければなりません。
2) 光線を他の人に向けないでください。
3) 付属の「レーザー安全標識」をレーザー作業領域でのレーザー開口部近くの人に明瞭に見えるように掲示してください。
直接ビームだけでなく、プリズム、窓、鏡、金属面などの反射面に向けた反射ビームも危険な場合があります。
予防措置 :
1) レーザーの直視だけではなく、プリズム、ウィンドウ、ミラーや金属面などからのレーザーの反射も危険をもたらす恐れがあります。
2) 鏡や、望ましくない反射を引き起こす恐れのあるその他の場所を視準しないでください。
プリズムを視準できるのは、望遠鏡でのぞいている場合のみです。

ラベル表示
レーザー開口部
レー

レーザー光
目への直接被ばくを避けること
最大出力4.75mw 波長650-690nm
パルス幅/周波数400ps/320MHz
クラス3R レーザ製品
IEC 60825-1 2007-03

ザー光線

TSOX_081

1.7.3

プリズムを使用した測定

一般事項

本製品内蔵のEDMモジュールで可視レーザー光線が生成され、望遠鏡の対物レンズから照射されます。
この項で説明しているレーザー製品は、次の規格に従って、レーザークラス1に分類されます。
•• IEC 60825-1（2007-03）：「レーザー製品の安全性」•• EN 60825-1（2007-10）：「レーザー製品の安全性」
これらの製品は通常考えられる適切な動作条件では安全であり、このマニュアルに従って製品を使用・保守している場合、レーザー光線が目に入っても危険はありません。
説明値

最大平均照射強度0.33 mW

パルス幅

400 ps

パルス繰り返し周波数

320 MHz

波長650 nm - 690 nm

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意11

1.7.4レーザー求心器（下部ポイント）

一般

本製品内蔵のレーザー求心器で可視赤色レーザー光線が生成され、本製品の下部から照射されます。
本セクションに記載するレーザー製品は、以下に従ってレーザークラス2に分類されます：•• IEC 60825-1（2007-03）：「レーザー製品の安全性」•• EN 60825-1（2007-10）：「レーザー製品の安全性」
このクラスの製品は光線が一時的に目に入っても安全ですが、意図的に光線を凝視すると危険な場合があります。光線は、特に周辺が暗い状況では、眩惑、閃光による視力喪失、残像などを引き起こす可能性があります。

注意

ラベル表示

説明

値

波長

650nm - 690nm

最大平均放射出力

0.95 mW

パルス幅

c.w.

パルス反復周波数(PRF)

c.w.

ビーム発散

<1.5 mrad

安全性の観点から、クラス2レーザー製品は本来、目に安全な製品ではありません。
予防措置 :
1) 光線を凝視しないでください。
2) 光線を他の人に向けないでください。

☞前述のクラス3Rの警告ラベルに置き換えられます。

レーザー光線の射出口
レーザー光線
TSOX_084

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

12

1.8

電磁環境両立性EMC

説明

電磁障害の許容値とは、電磁気が放出、および静電気が放電している環境で、製品が支障なく機能し、また他の機器を妨害しない能力を意味します。
警告

電磁気の放出が他の機器を妨害する可能性があります。
本製品は厳しい規定と規格に適合していますが、㈱TJMデザインは他の機器を妨害する可能性を完全には否定できません。

注意

注意

注意

機器を他のメーカーの製品（たとえばフィールド・コンピュータ、パソコンまたは他電子器材、非標準ケーブルまたは外部バッテリー）をアクセサリーとして一緒に使う場合、それらの製品が原因で問題が引き起こされる危険性があります。
予防措置 :㈱TJMデザインによって推奨されるアクセサリーと機器のみを使用してください。器械を
他社のアクセサリー（フィールドコンピューター、パソコン、双方向無線電話機、標準外のケーブル、外部バッテリーなど）と一緒に使用する場合、アクセサリーが器械を妨害する可能性があります。コンピューターやその他の電子製品を使用する場合はメーカーによって提供される電磁場適合性の情報に注意してください。
電磁波の放出による障害が原因で、測定エラーが起きる可能性があります。
本器械は、この点で厳しいガイドラインと規格に適合していますが、㈱TJMデザインは、近くにある無線送信機や双方向無線電話、ディーゼル発電機などからの非常に強い電磁波によって本器械が妨害を受ける可能性を完全には否定できません。
予防措置 :
このような状況で得られた測定結果については、妥当性を確認してください。
本器械の端子に接続ケーブル（外部電源ケーブル、インターフェイスケーブルなど）の片端だけを接続し、他端を接続せずに操作すると、許容レベルを超える電磁波が放出され、他の機器の正しい動作を妨害することがあります。
予防措置 :
本器械を使用する場合、例えば本器械と外部バッテリー、または本器械とコンピューターをつなぐケーブルの両端を必ず接続してください

内部バッテリーのラベル表示GEB221

005044_001

タジマ・トータルステーション

1.使用上のご注意

13

2

2.1

構成品の説明システムの構成主要構成部品

データ転送

TSOX_001

器械本体

コンピューターと各対応ソフトウェア

構成部品

説明

TT-027データの測定、計算、捕捉を行うための器械本体。簡単な測量から複雑なアプリケーションに至るまでのタスクに最適です。
ラインごとに幅広い精度クラスを備え、さまざまな機能をサポートしています。すべてのラインは、FlexOfficeで接続してデータの表示、交換、管理を行うことができます。

FlexField plus

TT-027にインストールされているファームウェアパッケージ。標準の基本オペレーティングシステムで構成されています。

データ転送

付属のデータ転送ケーブルを使用して、機器本体とコンピューター間でのデータ転送が可能です。

タジマ・トータルステーション

2.構成品の説明

14

2.2

ケースの同梱品

ケースの内容その1・データ転送ケーブル
・TT-027本体

・レインカバー・レンズクリーナー布・レンズフード

TS0X_069a

ケースの内容その2・調整工具×2
・ピンポール×5
・石突き×1

・充電器
・充電器用
シガーソケットケーブル
・1インチ
ミニプリズム・バッテリー×2
001945_002

その他付属品・取扱説明書（CD-ROM）

・充電器用
AC/DCアダプター（1個は製品内に取付済み）

・レーザー安全標識
・簡易マニュアル
・保証登録用紙

タジマ・トータルステーション

2.構成品の説明

15

2.3
各部の名称

各部の名称
その1

着脱式ハンドル
取付ネジ付
対物レンズ／
照準器
EDMレーザービーム放射口
鉛直角微動ネジ

電源ボタン
トリガーキー

シフティング固定ネジ
シフティング式整準台
水平角微動ネジ002724_002

各部の名称

その2

望遠鏡合焦リング

接眼リング／レンズ

円形気泡管
RS232
シリアルインターフェイス

整準ネジ

002725_002

バッテリーカバー

タジマ・トータルステーション

2.構成品の説明

キーボード

ディスプレイ

16

3

3.1

ユーザーインターフェース

キーボード

キーボード

a) ページ切替キーb) FNC（機能）キーc) ユーザーキー1、ユーザーキー2d) ナビゲーションキー（ナビキー）e) ENTER（確定）キーf ) ESC（エスケープ）キーg) Fキー（F1～F4）

TSOX_011

操作キー

図 キー

説明

a)

ページ切替キー：複数の画面がある場合に、次の画面へ切替えます。

b)

FNC（機能）キー：測定サポート機能へのクイックアクセスが可能です。

c)

ユーザーキー 1：機能メニューから機能をプログラムできます。
ユーザーキー 2：機能メニューから機能をプログラムできます

側面キー

d)

ナビゲーションキー：画面内のフォーカスバーとフィールド内の入力バーを制御。

e)

ENTER（確定）キー 入力を確定し、次のフィールドに移動します。
このキーを3秒間押し続けると、器械の電源が切れます。

f)

ESC（エスケープ）キー 変更を保存せずに画面または編集モードを終了します。1つ上のレベルに戻ります。
ESCキーを押す 1つ上のレベルに戻ります。変更を保存せずに画面または編集モードを終了します。
ESCキーを長押し メインメニューに戻ります。変更を保存せずに画面または編集モードを終了します。

g)

Fキー：画面下段に表示されるファンクションを選択する時に使用します。

キー

説明
電源ボタン：器械をオン/オフします。
トリガーキー 1：必要に応じて機能オールまたは測距ができるクイックキー。
設定画面でプログラムできます。29ページ5.1 作業設定を参照してください。

3.2

ディスプレイ

画面詳細

画面タイトルとページ番号
アクティブフィールド
器機設定アイコン

データ表示

S_TSOX_001

タジマ・トータルステーション

ファンクションコマンド（ファンクションキーF1～F4に対応）

3.ユーザーインターフェース

17

3.3

器機設定アイコン

説明

アイコンは、基本的な器械の機能に関連した現在の設定情報を示します。

アイコン詳細アイコン

説明バッテリーの記号は、バッテリーの残り容量を示します(図は満充電(100%)の場合)。
ノンプリズム測定モード。

★

TT-027用ミニ0プリズムが選択されています。

★

ユーザー定義プリズムが選択されています。
ライカ標準プリズムが選択されています。
ライカミニプリズムが選択されています。
ライカ360°プリズムが選択されています。
ライカ360°ミニプリズムが選択されています。
ライカ360°MPR122プリズムが選択されています。
ライカ反射シートが選択されています。
望遠鏡の向き”正”を表示しています。
望遠鏡の向きが反であることを示しています。
自動補正装置(コンペンセイター )がオンです。
自動補正装置がオフ
自動補正装置が補正範囲外です。
RS232通信ポートが選択されています。
オフセットが有効。
水平角の向きが「左側測角」（反時計周り）に設定されています。

注意

標準付属プリズム及び別売のタジマTT用プリズムを使用する場合、上図★で示すいずれかのアイコンが表示されていることを確認してください。

タジマ・トータルステーション

3.ユーザーインターフェース

18

3.4

ファンクションコマンド（⇒F1 ～ F4キーに対応）

説明

ファンクションコマンドは、F1 ～ F4キーを使用して選択します。本章では、一般的なファンクションコマンドの機能について説明します。特殊なコマンドについては、各プログラムの章で説明します。

一般的なファンクショ
ンコマンドの機能

キー

説明

確定

入力画面の場合 : 測定値または入力値を確定して処理を続行します。
メッセージ画面の場合 : メッセージを確定し、選択した処理を続けるか、または直前の画面に戻ってオプションを再選択します。

戻る

直前の画面に戻ります。

デフォルト すべての編集可能フィールドをデフォルト値に戻します。
測距

測距/測角を実行しますが、測定値は保存しません。

記録表示されている値を保存します。

オール

測距/測角を実行し、測定値は保存します。

EDM

測定モードの設定の表示と変更を行います。"5.5 EDM設定"を参照してくだ
さい。

XYZ

手動座標入力画面を開きます。

検索

入力したポイントを検索します。

入力

テキストの入力のために英数字ソフトキーを有効にします。

リスト

使用可能な測点のリストを表示します。

終了

画面またはプログラムを終了します。

表示

選択した測点の座標とジョブの詳細を表示します。

ABC

文字入力するアルファベットを選択します。

345

入力する数字を選択します。
次のソフトキーレベルを表示します。
最初のソフトキーレベルに戻ります。

3.5

一般的な操作方法

器械の電源のオン/
オフ•• 器械の電源のオン/オフをするには、器械の側面の電源ボタン

文字入力

ナビゲーションキーを使用して入力を選択し、英数半角入力モードへ切替えて入力モードにします。入力文字をソフトキー操作で選択します。

画面の編集を使用します。あるいは、

ENTERキーを3秒間押すことで器械の電源を切ることも可能です。

☞ ESCキー変更を取り消し、変更前の状態に戻します。
カーソルを左に移動します。

カーソルを右に移動します。
カーソル位置に文字を挿入します。
カーソル位置の文字を削除します。
特殊文字

文字

説明

＊

＊ 測点番号またはコードのための検索フィールドでワイルドカードが使用できます。"3.6 点検索"を参照してください。

+/―

英数字セット中の「+」と「―」は、数学的意味を持たない普通の英数字として扱われます。
「+」/「―」は必ず入力の先頭位置に表示されます。

☞

タジマ・トータルステーション

3.ユーザーインターフェース

19

3.6

点検索

説明

点検索はプログラムで使用される機能の1つで、メモリー記憶装置内の測定点または座標データを検索します。
データ検索は、メモリー保存データの測定点または座標データを探すときにプログラムによって使用される機能です。常に座標データ、測定点の順序で検索され、同じ検索条件が適用されます。データ検索範囲を特定のジョブに制限することも、保存データの全体にわたり検索することもできます。検索手順では、検索基準を満たす座標データがあれば、必ずそれが測定点よりも先に探し出されます。

直接検索

実際の測定名、たとえば「402」を入力して検索を押すと、選択されたジョブ内で測定名が対応する点がすべて検出されます。

検索
選択したジョブ内で対応する点を検索
します。
XYZ=0
点IDに対応するすべてのXYZ座標を0に設定します。
ワイルドカード検索 ワイルドカードは正確な測定名が分からない場合、または点をバッチ検索する場合に使用します。
ワイルドカード検索は「＊（アスタリスク）」を使用して、その後ろに検索する後続文字を入力します。
＊
すべての測点が検索されます。
A
測定名が「A」である測点をすべて検索します。
A＊ 測定名が「A」から始まる測点をすべて検索します(A9、A15、ABCD、A2Aなど)。
＊1 測定名に「1」を1つだけ含む測点をすべて検索します(1、A1、AB1など)。
A＊1 測定名が「A」から始まり「1」を1つだけ含む測点をすべて検索します(A1、AB1、A51など)。

タジマ・トータルステーション

3.ユーザーインターフェース

20

3.7

グラフィック記号

グラフィック記号

一部のプログラムでは、グラフィックが表示されます。このグラフィック表示は、杭打ち点を見つけるためのガイドをします。
表示記号

説明
杭打ち点/既知点
器械/

プリズムの現在位置 (測距での測定)ポイントに前進する/ポイントから後退する距離///

ポイントに対して左右方向へ移動
測点までの高さの差
杭打ち点は測定点と同じです。杭打ち点と測定点間の距離は、≤0.03 mです。
杭打ち点を囲む円。詳細表示をサポート (半径=0.5 m)します。

入力座標
器械点
円弧または円の中心点
測定点
測点記号を囲む黒色の四角形は平面の点を示します。
新しい測点
始点から終点までのオフセット線
円弧、直線、曲線、またはクロソイド（緩和曲線）
オフセット線/円弧、直線、曲線、またはクロソイドの延長
オフセット線/円弧、直線、曲線、またはクロソイドまでの正対距離
面積の境界
前回測定/選択した点と面積の最初の点の間の接続
面積の破線

タジマ・トータルステーション

3.ユーザーインターフェース

21

4

4.1

☞

操作

バッテリーの取り扱い
充電および初回使用•• 新品のバッテリー、または長期間（3 ヶ月以上）使用しなかったバッテリーは、充電/放電のサイクルを1回行うと効果的です。
•• 充電の許容温度範囲は、0 ～ +40℃です。
•• 最適な充電温度として、＋10 ～＋20℃を推奨します。㈱TJMデザイン、およびライカ
ジオシステムズが推奨する充電器を使用しても、温度が異常に高い場合は充電できません。
動作/放電•• バッテリーの作動温度は－20℃～ +50℃です。
•• リチウムイオンバッテリーの場合、製品に表示されるバッテリー容量が実際に使用できる容量よりも著しく低く表示される場合は、一度放電してから充電することをお勧めします。

バッテリーの交換手順

バッテリー収納部を開き（1）、バッテリー
ホルダーを取り外します。(2)31バッテリーをバッテリーホルダーから取り外します。(3)☞製 品出荷時には、器械内にバッテリーが収納された状態です。取り外し、充電してからご使用ください。

2
TSOX_015

新しいバッテリーをバッテリーホルダーに装着します。(4)接点は外側になります。

4

6

バッテリー収納部にバッテリーホルダーを収納し、（5）しっかりとロックします。（6）5

TSOX_016☞

バッテリーの極は、バッテリーケースの内部に記載されています。

タジマ・トータルステーション

4.操作

22

4.2

器械のセットアップ

説明

この章ではレーザー求心装置を使用して測標上に器械を設置する方法を説明します。器械の設置は測標なしでも行うことができます。

☞

注意

4.2.1

重要事項
•• 器械を直射日光から保護するとともに、急激な温度変化にさらさないように、常に注意してください。
•• レーザー求心装置は器械の鉛直軸に組み込まれています。測標に赤色のスポットを照射することで、簡単に器械の中心を合わせることができます。
•• 三脚の定芯稈フック（下げ振り用）は取り外して使用してください。正しい位置にレーザーを照射できません。

三脚の設置手順☞ 三脚を設置する際に、必ず脚頭プレー
トの水平位置に注意します。軽度の傾きは整準盤の整準ネジで補正でき
ますが、大きな補正は三脚の脚で行う必要があります。

TSOX_012b

三脚の脚のクランプネジを緩め、必要な長さだけ引き出し、クランプを締め付けます。

ab

TSOX_012a

三脚の慎重な取り扱い•• 全てのネジおよびボルトが正しく取り付けられているかチェックします。
•• 輸送する場合は、必ず同梱のコンテナ、または包装材を使用してください。
•• 測量作業では必ず三脚を使用してください。

TSOX_012c

タジマ・トータルステーションa) 足元を安定させるため、三脚の脚を地面にしっかりと突き刺します。
b) 脚を地面に突き刺すときに、脚の軸方向に力を加えるようにします。

4.操作

23

4.2.2

器械整準の手順
整準ネジと電子気泡管を使用して器械を正確に整準できます。

10

4

2
3
7

1

1

5
1

4

4

6
4

TSOX_013

1. 三脚の脚の固定ネジを緩めて、作業できる高さまで三脚の脚を伸ばし、固定ネジをしっ
かりと締めます。
2. 三脚に器械を固定します。
3. 2つの整準ネジとキーボードが平行になるように器械を回します。
4. 三脚の脚の長さを調整して、円形気泡管の気泡がほぼ中心になるように合わせます。
5. 器械の電源を入れると、傾き補正をオンに設定している場合はレーザー求心装置が自動的に有効になり、コンペ&求心画面が表示されます。もしくは任意のプログラム内でFNCキーを押して、整 準を選択します。
電子気泡管の気泡マークとネジの回転方向を示す矢印が表示されるのは、器械の傾きが特定の整準範囲内の場合のみです。
6. 三脚の脚を動かし、整準ネジを使用して、地上の測標点にレーザーの中心を合わせます。

☞

7. 2つのネジを同時に回して、最初の軸の電子気泡管を中心に合わせます。単一の軸の気泡管の角括弧[ ]の間に気泡が正確に収まっている場
合、最初の軸が整準されています。

☞ 正しく整準すると、マークが表示されます。

8. 残りの1つの調整ネジを回して、2番目の軸の電子気泡管を中心に合わせます。

☞ 3つの気泡がすべて中央にあれば、器械は完全に整準されています。

9. 確定で確定します。

10. シフティング固定ネジをゆるめ、器械本体をス
ライドさせて正確に測点の真上に合わせます。
確定後にシフティング固定ネジを締めます。
11. 7 ～ 10の手順を繰り返して、必要な精度が得られるまで行います。

タジマ・トータルステーション

4.操作

24

4.2.3

レーザー求心点の明るさ調整
外部の要因や諸条件によっては、レーザー求心点の明るさの調整が必要な場合があります。
レーザーの明るさは必要に応じて20％の単位で調整できます。
コンペ＆求心2/2画面で、ナビゲーション
キーを使用してレーザー求心点の明るさ強度を調整します。

パイプ上または穴上での位置決めをする場
合、透明板を使用すると、レーザー点を確認できるため、パイプの中心に簡単に合わせることができます。

TSOX_014

4.3

データの保存説明

内部メモリーは、すべての器械に搭載されています。FlexField plusファームウェアは、デー
タベース内のジョブの全データを内部メモリーに保存します。シリアルインターフェイス
RS232ポートに接続したLEMOケーブルを介して、データをコンピューターや他のデバ
イスに転送できます。
データ管理とデータ転送の詳細については、"13 データ管理"を参照してください。

タジマ・トータルステーション

4.操作

25

4.4

メインメニュー

説明

器械のすべての機能は、メインメニューからアクセスできます。器械をオンにしてから
コンペ&求心画面の直後に表示されます。

☞

必要に応じて、メインメニューの代わりに、電子レベル/求心点画面の後にユーザー定義の画面が表示されるように設定することもできます。"12.2 スタートUP"を参照してください。

メインメニュー

メインメニューの機能の説明
機能説明
すぐに測定を開始するプログラム。手簿出力をサポートしていません。
“6 測定”を参照してください。

測定プログラムを選択して開始します。"7 プログラム"を参照してください。
プログラム
管理

ジョブ、データ、コードリスト、フォーマット、システムメモリーを管理します。"13 データ管理"を参照してください。
データを出力/入力します。"13.2 データの出力"を参照してください。

転送
設定
ツール

タジマ・トータルステーション

測定モード、通信パラメータ、および全般的な器械の設定を変更します。
"5 設定"を参照してください。
点検と調整、起動設定のカスタマイズ、PINコードの設定、システム情報などの器械関連ツールにアクセスします。"12 ツールメニュー "を参照してくださ
い。

4.操作

26

4.5

測距 - 正確な結果に関するガイドライン

説明

EDMは器械本体に搭載されています。次の2つのEDMモードがあります。
•• ノンプリズム測定•• プリズム測定

ノンプリズム測定

TSOX_093•• 交通信号標識など強反射性ターゲットの測定はノンプリズムモードでは測定しないでください。
•• 通過車両、大雨、濃霧または降雪などの一時的な障害が器械と測点の間にある場合、
EDMがその障害を測定してしまう可能性があります。
•• 測距を実行すると、その時点で測定ビーム上にある対象物までの距離がEDMにより測定されます。
•• ノンプリズム測定や反射シートを使用した測定時に、測定ビームが中断されないように注意してください。
•• 2台の器械を使用して同じターゲットを同時に測定しないでください。
プリズム測定•• プリズム標準モードをプリズム測定の精度としています。
•• プリズムを使って正確な距離を測定したいときは、プリズム標準モードで測定を行います。
•• 交通信号標識など強反射性ターゲットの測定は、プリズムを使用しないプリズムモードでの測定は不向きです。また車、動物、木の枝が横切るような場合、それらに対する距離が帰ってくる可能性があります。
•• ターゲットまでの測定距離が0 ～ 30mの間または300m以上において、問題が発生する可能性があります。
•• 実際には、測定時間が非常に短いため、不要な対象物による測定ビームの妨害は簡単に回避できます。

反射シートへの赤色•• 可視の赤色レーザービームで反射シートを使った測定でも使用できます。
レーザー

タジマ・トータルステーション

4.操作

27

5

設定

5.1

作業設定

手順

1. メインメニューから設定を選択

2. 設定 メニューから

作業を選択

作業設定

項目

説明

トリガーキー 1

オ フ
オール
測 距

ユーザーキー 1
ユーザーキー 2

割り当てられた機能メニューから選択して設定できます。使用頻度の高い操作に設定すると便利です。機能内容は“10.FUN（機能）メニュー”
を参照してください。

自動補正

オフ
オン

☞

自動補正をオフにします。
2軸補正 鉛直角を求心線を基準に補正し、水平方向は鉛直軸の傾きを基準に補正します。
水平角補正 : 設定に応じた補正については、下図"傾きおよび水平角補正"の表を参照してください。

器械を不安定な基盤に設置している場合（たとえば、揺れのあるプラットフォーム上や船舶上など）、自動補正をオフにすると、補正結果が測定範囲外になったり、エラー表示で測定プロセスが中断されたりすることを回避できます。

水平角補正

水平角のコリメーション誤差の補正をオンにします。通常の操作では、水平角のコリメーション誤差の補正は常にオンになっています。測定されたそれぞれの水平角が、鉛直角に従って補正されます。
自動補正設定に応じた補正については、下図"傾きおよび水平角補正"の表を参照してください。
水平角のコリメーション誤差の補正をオフにします。

オン

オフ
傾きおよび
水平角補正

トリガーキーを無効にします。
トリガーキーにオールと同じ機能を設定します。
トリガーキーに測距と同じ機能を設定します。

設定

補正

傾き補正

水平角補正 縦方向の傾き 横方向の傾き 水平コリメーション チルチング軸

オフ

オン

不可

不可

可

可

オン

オン

可

可

可

可

オフ

オフ

不可

不可

不可

不可

オン

オフ

可

不可

不可

不可

タジマ・トータルステーション

5.設定

28

5.2

基本設定

手順

1. メインメニューから設定を選択

2. 設定 メニューから基本を選択

3. ページ切替キーを押して、使用可能な設定の画面をスクロールします。

基本設定

フィールド

説明

Hz時計回り

右回り
左回り

鉛直角設定

鉛直角を設定します。

水平角を時計回り測定に設定します。
水平角を反時計回り測定に設定します。反時計周り
方向は画面に表示されますが、時計周り方向として保存されます。

天頂0°

45°

0°

天頂=0°、水平=90°。

90°

0°

27

°

180

TSOX_018

水平0°° +45°

+90

0°
°

-45

°

180

°

- 90

TSOX_019+300 %+100%°
45--.--%”

Slope %
71°3
4

勾配%

20°

360 s
gon

n
go
0
-5
gon
-79,5

--.--%

測距後固定

☞

5.設定

0°

±V

45°=100%、水平=0°
鉛直角は、水平線より上の場合は正（+）、下の場合は負（ー）の%で表されます。
%値は急速に上昇します。300%
より大きい場合、ディスプレイに--.--%と表示されます。

☞

記録する鉛直角の値に、測距または記録が押されたときに表示されている値を設定します。測定画面の鉛直角のフィールドには、設定に関係なく、常に稼動角度が表示されます。
V固定
記録する鉛直角の値は、測距が押されたときの鉛直角の値
V更新

タジマ・トータルステーション+18 %-100 %-300 %TSOX_020

天頂=90°、水平=0°。
鉛直角は、水平線より上の場合は正（+）、下の場合は負（ー）になります。

です。
記録する鉛直角の値は、記録が押されたときの鉛直角の値です。
この設定は、プログラムメニュー“辺長計算”およびFNC（機能）メニュー“隠れた測点”と“高さの計算”では使用できません。
これらの場合、鉛直角は常に稼動角度であり、記録値は記録が押されたときの値になります。

29

フィールド説明

角度単位

角度フィールドに表示される単位：° ' "使用可能な角度値 : 0 ～ 359°59'59''

角度最小桁

角度フィールドに表示される小数位の桁数を設定します。これはデータ表示でのみ使用され、データの出力や保存時には適用されません。
0.1"、1"、5"、10"

距離単位

距離および座標関連フィールドに表示される単位を設定します。
meter メートル[m]

距離最小桁

距離フィールドに表示される小数位の桁数：
3 距離を小数第3位で表示します。
これはデータ表示でのみ使用され、データの出力や保存時には適用され
ません。

気温

温度フィールドに表示される単位：
摂氏
°C

気圧

圧力フィールドに表示される単位：hPa
ヘクトパスカル勾配表示法

斜面勾配の計算方法を設定します。
h:v
水平 : 垂直(5など) : 1.
v:h
垂直 : 水平(1など) : 5。
%
（v/h×100）、例 20%

時間 (24h)

現在の設定された時刻です。

日付

選択日付フォーマットの例を示します。

形式

dd.mm.yyyy、
mm.dd.yyyy
またはyyyy.mm.dd

タジマ・トータルステーション

5.設定

日付に関連するすべてのフィールドで適用される表示方法です。

30

5.3

データ設定

手順

1. メインメニューから設定を選択

2. 設定 メニューからデータを選択3. ページ切替キー
データ設定を押して、使用可能な設定の画面をスクロールします。

項目

説明

同点名

同一ジョブで複数の点を同じ測点名で記録できるかどうかを設定します。
複数の点を同じ点名で記録できます。
許可
不許可
複数の点を同じ点名で記録できません。

データ表示法 時間
点名

リストが入力時間でソートされます。
リストが点名でソートされます。

昇順/降順

リストがソートタイプの降順に順番付けられます。
リストがソートタイプの昇順に順番付けられます。

降順
昇順

コードの記録 コードブロックの保存を測定前にするか測定後にするかを設定します。
"11 コード付け"を参照してください。
コード

コードを1回の測定でのみ使用するか複数の測定に使用するかを設定します。
記録後リセット
設定コードは、オールまたは記録を選択した後に測定画面からクリアされます。
設定コードは、手動で削除されるまで測定画面に残りまコードを維持す。

データ出力先 データの保存場所を設定します。
全てのデータは内部メモリーに保存されます。
内蔵メモリー
RS232
データは、通信設定画面で選択したポートに応じて、シリアルインターフェイスを介して記録されます。この
データ出力先設定は、外付けのデータストレージデバイ
スが接続されており、Dist/StoreまたはMeasで測定を開始する場合にのみ必要です。器械がデータロガーによって完全制御されている場合は、この設定は不要です。
出力桁数

GSI出力フォーマットを設定します。
81..00+12345678
8桁
16桁
81..00+1234567890123456

出力形式

GSI出力マスクを設定します。
マスク1 PtID、Hz、V、SD、ppm ＋ mm、hr、hi
マスク2 PtID、Hz、V、SD、E、N、H、hr
マスク3 StationID、E、N、H、hi（器械点）
StationID、Ori、E、N、H、hi（器械点結果）PtID、E、N、H（制御）PtID、Hz、V（方向角の設定）
PtID、Hz、V、SD、ppm ＋ mm、hr、E、N、H（測定）

タジマ・トータルステーション

5.設定

31

5.4

画面と音声の設定

手順

1. メインメニューから設定を選択

2. 設定 メニューから

スクリーンを選択

3. ページ切替キー
画面と音声の設定を押して、使用可能な設定の画面をスクロールします。

項目

説明

画面照明

オフ～ 100％

ディスプレイの照明を20%刻みで設定します。

レチクル照明オフ～ 100％

望遠鏡の照明を10%刻みで設定します。

画面ヒーターオン
オフ

画面ヒーターをオンにします。
画面ヒーターをオフにします。

☞

ディスプレイヒーターはディスプレイ照明がオンの時。器械温度が5℃以下になると、自動的に作動します。

コントラスト0 ～ 100%

ディスプレイのコントラストを10%刻みで設定し
ます。

自動オフ

オン

キーが押されなかった場合や垂直角と水平角の偏差が±3"になった場合など、何も操作しない状態が続くと、器械のスイッチは20分後にオフになります。
自動オフを無効にします。
バッテリーの放電が早く進みます。

オフ

☞

操作ブザー

ブザーとは毎回のキー操作後のブザー音のことです。
普通
普通の音量です。
大きい
さらに大きな音量です。
オフ
ブザーをオフにします。

90度ブザーオン

角度ブザーを直角の整数倍でオンにします。
0°、90°、180°、270°。
1）ブザーなし。
2）高速ブザー；

90°
1
3
2

3

85°33′00″～ 89°33′00″

294°30′00″～ 90°27′00″
10°
TSOX_094

測設ブザー

1
180°

3）連続ブザー；
89°33′00″～ 89°59′45″
90°27′00″～ 90°00′15″

オフ

角度ブザーをオフにします。

オン

現在位置から杭打ち点までの距離が0.5 m以下になオフ

ると、器械のブザーが鳴ります。
プリズムが杭打ち点に近づくと、ブザー音の間隔はより短くなります。
ブザーをオフにします。

マップに表示

測点
座標点
測点と座標点

測定点のみ表示
固定点のみ表示
測定点と固定点の両方を表示。

点名を表示

Yes
No

ポイントIDをマップに表示。
ポイントIDのマップへの表示は動作中。

コードを表示Yes
No

ポイントのコード情報はマップに表示されます。
ポイントコードのマップへの表示は動作中。

タジマ・トータルステーション

5.設定

32

項目

説明

50点のみ

Yes
No

はじめの50点のみマップに表示されます。
ジョブ内のポイント数に関係なく全てのポイントがマップに表示されます。

5.5

EDM設定

説明

この画面の設定では、有効なEDM (Electronic Distance Measurement) を定義します。
ノンプリズム（NP）モードやプリズム（PR）モードで、異なる測定の設定が可能です。

手順

1. メインメニューから設定を選択

2. 設定 メニューからEDMを選択EDM設定

気象
気象補正データppmを入力します。
単独
個々のppmの値を入力します。
↓縮尺
縮尺係数を入力します。
↓信号
EDMの反射信号の値を表示します。
↓周波数
EDM周波数を表示します。

画面

説明

モード

プリズム標準プリズム高速プリズムTRK
プリズムテープ
ノンプリ標準
ノンプリTRKタジマ・トータルステーション

5.設定

標準モードは最も高い精度でのプリズム測定を行います(1.5 mm + 2 ppm)。
プリズムを使用した高精度の高速測定モード(2 mm + 2 ppm)。
プリズムを使用した連続測距向けモード(3 mm + 2 ppm)。
反射シートを使用した測距向けモード(3 mm + 2 ppm)。
プリズムを使用しない測距向けモードです(2 mm + 2 ppm;>500 m: 4 mm + 2 ppm)。
プリズムを使用しない連続測距向けモードです(5 mm + 3 ppm)。

33

★はタジマトータルステーション用プリズムを使用する場合に選択してください。
画面

説明

TT-027用プリズムを使用する場合★ミニ0（SMP） ミニプリズム

プリズムモードでは、独自に2つのプリズムを定義できます。
一般的な0定数プリズムの場合
プリズム定数を“0. 0mm”に入力してください。
ライカ定数は自動的に“34. 4mm”となります。

ライカ標準

26

標準プリズムGPR121/GPR111
ライカ定数 : 0.0 mm
GMP111
ライカ定数 : +17.5 mm

19

38

48

30

40

GMP111-0
ライカ定数 : 0.0 mm

78

GRZ4/GRZ122
ライカ定数 : +23.1 mm
GRZ101
ライカ定数 : +30.0 mm

100

15 15

360°ミニ

100

86

86

64

360°

59

100

GMP111-0

86

ライカミニ

50

プリズム種類
ライカ別売品を使用する場合★ユーザー 1
★ユーザー 2

ライカ定数 : +34.4 mm

テープ

ライカ定数 : +34.4 mm

360°(MPR122)

MPR122
ライカ定数 : +28.1 mm

フンプリ

ノンプリ

ライカ定数

このフィールドには、選択したプリズム種類のライカプリズム定数が表示されます。
プリズム種類がユーザー 1またはユーザー 2である場合、このフィール
ドは編集可能になり、ユーザー定義の定数を設定できます。入力は必ず[mm]単位で行います。
制限値 : -999.9 ～ +999.9 mm。

プリズム定数

このフィールドには、選択したプリズム種類のプリズム定数が表示されます。
プリズム種類がユーザー 1またはユーザー 2である場合、このフィール
ドは編集可能です。ユーザー定義の定数を設定できます。
入力は必ず[mm]単位で行います。
制限値 : -999.9 ～ +999.9 mm。

レーザーポインタオフ
オン

タジマ・トータルステーション

5.設定

プリズムなしライカ定数 : +34.4 mm

レーザービームをオフにします。
ターゲット点を視認するレーザービームをオンにします。

34

気象補正入力

EDM設定の画面から、気象パラメーターを入力できます。測距は、測距を行う場所の気象条件に直接影響を受けます。これらの影響を考慮するために、気象補正パラメーターを用いて測距を補正します。
高低差と水平距離の計算では、屈折補正が考慮されます。この画面の入力値の適用について
は、"16.5 縮尺補正"を参照してください。
PPM=0を 選 択 す る と、TT-027標 準 気 象(1013.25 mbar、12 ℃、 相 対 湿 度60%)が適用されます。

☞

項目

説明

温度測定

自動

単独

手動

オールまたは測距を使用して距離を測定した場合、気温は機械温度センサーより取り込まれます。気温に値が表示されます。気象補正に気象補正 ppmが再計算され、表示されます。
新規の気象補正値を使用して距離の計算を行います。
温度を押すと、機械温度センサーの値を読み込みます。気温に値が表示されます。気象補正に気象補正 ppmが再計算され、表示されます。
気温の値はマニュアル入力ができます。

縮尺係数入力縮尺係数入力、設定 座標は縮尺係数で補正されます。この画面の入力値の適用については、"16.5 縮尺補正"を参照してください。

単独な補正入力

PPM、設定EDMの反射信号

反射信号 遠方のほぼ不可視のターゲットに対する最適な照準を可能にします。この画面では、EDM信号の強さ（反射の強さ）を1%刻みでテストします。わずかに視認できるような遠方のターゲットへの視準を可能にします。

ppm処理

一般的な処理

座標と測距は縮尺係数で補正されます。この画面の入力値の適用については、"16.5 縮尺補正"を参照してください。

処理対応 :

幾何学的 ppm

気象 ppm

単独 ppm

斜距離

適用外

適用

適用

水平距離

適用外

適用

適用

座標

適用

適用

適用

例外
•• プログラム 測設
水平距離の差異の計算と表示に幾何学的補正値が適用されるため、杭打ち点の位置を正確に特定できます。
•• LandXMLデータ
測定データをLGOに入力して使用する場合、LandXMLで記録されている距離は器械の距離とは異なります。
処理対応 :

幾何学的 ppm

気象 ppm

単独 ppmppm タグ

斜距離

適用外

適用

適用外

利用可能

水平距離

適用

適用

適用

使用不可

座標

適用

適用

適用

使用不可

タジマ・トータルステーション

5.設定

35

5.6

通信設定

説明

説明

手順

1. メインメニューから設定を選択

2. 設定 メニューから

通信を選択

通信設定

デフォルト
フィールドをデフォルトの標準設定にリ
セットします。
画面

説明

ポート

RS232

画面

説明

ボーレート

レシーバーからデバイスへの転送速度
1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200、Topcon、Sokkia

データ長

7
8

7データビットでデータ転送を実行します。
8データビットでデータ転送を実行します。

パリティ

偶数

偶数パリティ データビットが7に設定されている場合に使用できます。
奇数パリティ データビットが7に設定されている場合に使用できます。
パリティなし データビットが8に設定されている場合に使用
できます。

奇数
なし
エンドマークストップビット

CR/LF CR/LF
CR
CR
1

リターンコード

1
オン

オフ
標準設定

RS232 シリアル通信

データ転送の受信後に他のデバイスから要求される確認応答。
確認応答が返されない場合、エラーメッセージが表示されます。
データ転送後に要求される確認応答なし。

デフォルトを選択すると、通信パラメーターはデフォルトの標準設定にリセットされます。
•• [リセット]が選択されている場合、通信パラメーターはデフォルトの<XRef
id="29"result="Leica"/>標準設定にリセットされます。

インターフェイス
プラグ接続

a
b
c
d
e

a) シリアルインターフェイス、プラグ接続b) 外部バッテリーc) 未使用d) GNDe) 受信データ（RXD）

TSOX_029

タジマ・トータルステーション

5.設定

36

6

測定 － 簡単測定

6.1

概要

説明

スイッチオンの後にセットアップを正しく実行したら、器械の測定準備は完了です。
この器械はアプリケーションを豊富に用意していますが、測定のみ、角度のみを表示する
シンプルな作業を行うユーザーのために“測定”をメインメニューに配置しています。

測定メニューは全3 画面あります。それぞれの画面におけるF1 ～ F3 のファンクションキーの配置は異なりますのでご注意ください。
ページ

作業

説明

1/3

角度距離測定角度距離測定をする場合に使用できます

2/3

角度測定

角度のみを測定する場合に使用できます。
セオドライトと同じような使用方法が可能
です。

3/3

座標測定

ここで記録したデータはSIMA データまた
はASCII で出力する事ができます。

6.2

角度距離測定手順

1. メインメニューから
2.

測定を選択

を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。この項では「角度距離測定
1/3」を使用します。

設定

6.2.1

F4 キー「↓」で第1 ～第5ファンクションコマンドへ切替えます。
ESCキーで戻る事ができます。

1/5

第1 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

整準

整準器械の整準作業を行います。

F2

Hzセット

水平角を任意に設定できます。

F3

測距ターゲットを測定します。

F4

1/5

第2ファンクション（2/5）へ切り替えます。

タジマ・トータルステーション

6.測定

37

6.2.2

6.2.3

2/5

第2 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

オール

「測定」と「記録」を同時に行います。

F2

測距ターゲットを測定します。

F3

記録

データを保存します。

F4

2/5

第3ファンクション（3/5）へ切り替えます。

3/5

第3 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

ジョブ

ジョブの設定を行います。

F2

器械点

器械点設定を行います。

F3

後視点

後視点の設定を行います。

F4

3/5

第4ファンクション（4/5）へ切り替えます。

第3 ファンクションでは、「器械点」と「後視点」を設定してデータをジョブ（現場）に登録する場合に用意しています。
本器は測定を行うと同時に座標値も計算しているため、ここで「ジョブ」と「器械設置」を行うと、正しい座標値を記録する事ができます。
手簿としてデータを出力する場合は放射対回をご利用ください。

☞
6.2.4

6.2.5

4/5

第4 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

辺長

対辺チェックを行います。

F2

手簿送

データ転送画面へ移動し、データ転送を行います。

F3

モード

測定モードの変更を行います。

F4

4/5

第5ファンクション（5/5）へ切り替えます。

5/5

第5 ファンクション解説

対応Fキー

機能

測点までの表示距離（水平⇔斜距離）を変更
します。

F1

タジマ・トータルステーション

説明

6.測定

38

6.3

角度測定

アクセス

1. メインメニューから
2.

測定を選択

を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。この項では角度距離測定2/3を使用します。

6.3.1

6.3.2

6.3.3

1/3

第1 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

整準

器械の整準作業を行います。

F2

Hz セット

水平角の単独入力を行います。

F3

固定

水平角を固定状態にします。

F4

1/3

第2ファンクション（2/3）へ切り替えます。

2/3

第2 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

水平0

鉛直角の勾配表示を切替えます。

F2

Hz←/Hz→

水平角を時計回りまたは反時計回りで表示し
ます。

F3

ブザオン

90 度付近に近づくとブザーで知らせます。

F4

2/3

第3ファンクション（3/3）へ切り替えます。

3/3

第3 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

ホセイオフ

自動補正装置をオフにします。

タジマ・トータルステーション

6.測定

39

6.4

座標測定

手順

1. メインメニューから
2.

測定を選択

を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。この項では角度距離測定3/3を使用します。

6.4.1

1/4

第1 ファンクション解説

対応Fキー

6.4.2

6.4.3

機能

説明

F1

オール

測定と記録を同時に行います。
この機能を使用すると、点名は次点名に自動

F2

測距

測距測定のみを行います。

F3

記録

画面に表示されているデータを記録します。

F4

1/4

第2ファンクション（2/4）へ切り替えます。

2/4

変換されます第2 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

ジョブ

ジョブの設定を行います。

F2

器械点

器械点設定を行います。

F3

後視点

後視点の設定を行います。

F4

2/4

第3ファンクション（3/4）へ切り替えます。

3/4

第3 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

辺長

対辺チェックを行います。

F2

オフセット

前後左右、面のオフセット測定を行うことが
できます。

F3

測設

杭打ちを行います。第3 ファンクションで決定した器械点情報を基に行います。

F4

3/4

第4ファンクション（4/4）へ切り替えます。

電柱などを測定する場合は、オフセットを使用せず、一度測定を行った後、望遠鏡をターゲッ
トに向けて記録するだけです。

6.4.4

4/4

第4 ファンクション解説

対応Fキー

機能

説明

F1

モード

EDM 測定モードの詳細設定を行うことがで
きます。

F2

縮尺

距離の比例換算を補正します。

タジマ・トータルステーション

6.測定

40

7

プログラム - はじめに

7.1

概要

説明

プログラムはあらかじめ定義されており、測量作業に関わる広範な課題に対応し、日々のフィールド作業の負担を軽減する目的で開発されています。
プログラム
器械点設定
放射対回※
測設
線のオフセット
曲線オフセット※
基準面※
辺長計算
交点計算※
面積・体積計算
REM 測定※オ プションプログラム（別売）をご購入される場合は、販売店もしくはタジマメンテナンスセンターへお問い合
わせください。

ロード2D※
座標測定☞

プログラムに固有のファンクションコマンドは、各プログラムの章で説明します。共通のファンクションコマンドについては、"3.4 ファンクションコマンド"を参照してください。

7.2

プログラムの起動

手順

1. メインメニューから
2.

プログラムを選択

を押して、使用可能なプログラムの画面を移動します。（1/2⇔2/2）

3.

ナビゲーションキーを使用して、プログラム メニューに指定されているプログラム
を選択します。

設定

プログラム2/2「座標測定」の事前設定を例に示します。特定のプログラムの他の設定については、各プログラムの章で説明します。

[ • ] = 設定は完了しています。
[ ] = 設定は完了していません。
F1 ～ F4－ファンクションコマンド
各プログラムのメニュー項目を表示します。
画面

説明

ジョブ選択

データの保存場所となるジョブを定義します。"7.3 ジョブの設定"を参照してください。

器械点設定

器械点座標と器械点方向角を割り出します。"7.4 器械点設定"を参照してください。

スタート

選択したプログラムを起動します。

タジマ・トータルステーション

7.プログラムーはじめに

41

設定

☞ページ切替キーでプログラム内容を確認で
きます。

7.3

ジョブの設定説明

全てのデータはジョブに保存されます。ジョブには測定、コード、座標データ、器械点など、各種の測定データが入れられます。
ジョブは個別に管理したり、出力、編集、削除することができます。

手順「座標測定」の設定画面でF1「ジョブ選択」を選択します。

ジョブ選択

新規
新しいジョブを作成します。
画面

説明

ジョブ

使用する既存のジョブの名前

作業者

オペレーターの名前（入力する場合）日付選択されたジョブが作成された日付

時間

選択されたジョブが作成された時間

次のステップ•• 確定を押して選択したジョブを続けます。
•• あるいは、新規を押して新しいジョブの作成画面を開き、新しいジョブを作成します。
記録されたデータ

ジョブが設定されると、その後に記録されたデータは全て、このジョブに保存されます。ジョブが定義されていないときにプログラムを起動した場合、または測定で測定データが記録されている場合は、自動的に「デフォルト」という名前の新しいジョブが作成されます。

次のステップ確定を押してジョブを確定し、「座標測定」の設定画面に戻ります。

タジマ・トータルステーション

7.プログラムーはじめに

42

7.4

器械点設定

説明

すべての測定と座標の計算は、設定された器械点座標と方向角を基準にして実行されます。
方向
X
Y座標
Y
X座標
Z
<Frm id="170"/><F id="9"></F>Hng
器械点座標
X0 器械点Y座標
Y0 器械点X座標
Z0 器械点高

器械点座標の計算

Z

Y

Z0
X0

Y0
X

TSOX_097

器械点方向角の計算

P3

Hz=
0

P2

Hz1

P1
TSOX_025

手順

☞

P0

P0
器械点
既知の座標
P1
ターゲット点P2
ターゲット点P3
ターゲット点計算
Hz1
器械点方向角

設定画面でF2「器械点設定」を選択します。
次のステップ
器械点設定プログラムが起動します。器械点設定プロセスについては、"8.1 器械点設定"を参照してください。
器械点を定義せずにプログラムを起動した場合、前回の器械点が現在の器械点として設定され、現在の水平方向が方向角として設定されます。

タジマ・トータルステーション

7.プログラムーはじめに

43

7.5

共通の表示用語

用語の説明

以下の表は、ファームウェアプログラム内の共通の表示用語ついて説明したものです。これらの用語についてはここでのみ説明し、特定の意味を持つ用語を除いてはプログラムの各章
では紹介しません。
画面

説明

点名、測点、
ポイント1

点の名称

視準高

プリズムの高さ

コメント/コード

コーディング方法によって、単独またはコード名になります。
コーディング方法は、3通り用意されています。
•• 単独コーディング : このテキストは、対応する測定データとともに保存されます。コードはコードリストとは関連付けされておらず、単なる単独にすぎません。器械のコードリストは必要ありません。
•• 拡張コーディング(コードリスト付き) : ↓コードを押します。入力したコードがコードリストから検索されます。検索したコードの属性を確認、変更、追加することができます。コードを選択すると、フィールド名がコードに変更されます。コードリストは4/4ページへ切替えます。
•• クイックコーディング : ↓Qコードを押して、コードのショートカッ
トを入力します。コードが選択され、測定が実行されます。フィール
ド名はコード : に変更されます。

水平角測点までの水平角

鉛直角

測点までの鉛直角
測点までの水平距離
測点までの斜距離
測点までの高さ

Y座標

測点のX座標X座標

測点のY座標高さ

測点の高さ座標

タジマ・トータルステーション

7.プログラムーはじめに44

8

標準プログラム

8.1

器械点設定

説明

器械点の設定時に、器械点座標と器械点方向角を割り出すために使用されるプログラムです。
最大10点の既知点を使用して、器械の位置と方向角を割り出すことができます。

N

H

P3
P1

P0

P2

TSOX_033

器械点設定の
選択方法

E

P0
P1
P2
P3

器械
既知点
既知点
既知点

使用可能な設定方法を以下に示します。器械点設置状況に応じて選択してください。
設定方法

説明

角度入力

器械点は既知です。

既知後視点

器械点と後視点の座標は既知です。

高さの計算

器械点は既知であり、新しい器械の高さを計算する必要があります。1点以上の既知のターゲットを測定し、器械の新しい高さを計算します。

後方交会

器械点は不明（新規）です。2点以上の既知のターゲット点を測定し、器械点の座標と方向角を計算します。縮尺設定を設定できます。

ヘルマート

ヘルマート後方交会方です。器械点は不明です。2点以上のターゲット点を測定し、器械点の座標と方向角を計算します。測定された角度と距離は、ローカル/グローバル座
標系に基づいて調整されます。
2Dヘルマート変換は、縮尺設定に応じて、4つ(シフトx、
シフトy、回転、縮尺)または3つ(シフトx、シフトy、回転)のパラメーターとともに使用します。測点は1D、2D、または3Dとして定義できます。

任意座標系

器械点は不明です。2つの測点の測距:•• 座標系の原点(E = 0、N = 0、H = 0)まで•• 座標系のX方向またはY方向
縮尺および標準偏差は計算されません。

ターゲットを視準して方向角を設定します。

☞必要な入力データとターゲットポイント数は選択する器械点設定方法に応じて異なります。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

45

手順

1. メインメニューからプログラムを選択

2. プログラム メニューから器械点設定を選択

3. ジョブを選択します。"7.3 ジョブの設定"を参照してください。
4. F2「精度制限の設定」を選択、入力します。
・ 制限値の設定：後方交会または方向角を実測により計算させた場合に理論上の値と測定値の誤差について、警告を表示するための設定です。
5. 各制限値を入力します・水平精度：Ｘ・Ｙ座標からなる精度
・高さ精度：高さ方向の精度
・Ｈｚ角精度：方向角の計算精度・正反制限：正反両面で測定をした場合の正反精度・縮尺の新規計算：縮尺係数を再計算し、座標計算に反映します。
・その他画面任意座標系2点目を指定：方法に任意座標系を指定した場合の２点目の方向を指定します。
ヘルマート重量： 方法にヘルマート変換を使用視する場合の重み付け計算の方法を指定
6. F4「スタート」を選択して制限値の設定を完了します。
器械点データを入力
して下さい

7. ナビゲーションキーを使用して目的のセットアップ方法を選択します。F4「確定」で決定。
8. 器械点番号を入力するか、検索またはリストを押して既存の点を選択します。現在のジョブで、入力した器械点番号が見つからない場合は、測点検索画面が表示されます。他のジョブを選択して検索するか、XYZを押して座標を手動で入力します。
XYZは角度入力、座標入力、および高さの計算の方法でのみ使用できます。
☞ 角度入力と任意座標系以外の方法の場合、確定を押して方向角設定 (座標) 画面に進みます。

☞ 角度入力の場合、確定はマニュアル角度入力画面に進みます。"8.1.1 目標ポイントの測定"、"ターゲット点の視準"を参照してください。
☞ 任意座標系の場合、確定は1点目 : 原点 (0/0/0) 画面に進みます。最初の測定点は座標系の原点です。2番目の測定点は、設定に応じて座標系のX方向またはY方向のいずれかになります。
9. 方向角設定 (座標) : ターゲットの点名を入力します。確定を押して、現在のジョブの点を検索します。目的の点を選択するか、新しい座標を入力して目標点を測定画面に進みます。"8.1.1 目標ポイントの測定"、"ターゲット点の視準"を参照してください。
タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

46

8.1.1

目標ポイントの測定マニュアル角度入力 器械点設定で「角度入力」を選択し、器械点データを入力します。F2「確定」するとマニュ
アル角度入力画面となります。
ターゲットの点名と高さを入力します。水平角を測定し、もう一方のフェイスで測定を繰り返すために、以下を押します：↓正反 セットを押して新しい方向角を設定します。
器械点設定は完了です。

ターゲット点の視準 その他の画面は、角度入力と任意座標系以外の方法で使用できます。
目標点を測定画面内 :2/I : 2番目の点が正で測定されたことを示します。

2/I II : 2番目の点が正および反で測定されたことを示します。
ターゲット点を視準し、オールまたは測距と記録を選択して、ターゲット点を測定します。
記号の説明
画面

説明

✓

標準偏差/定義制限内の値

x

標準偏差/定義制限を超過した値

---

計算値なし

表示・用語の説明
画面

説明

水平精度

Y座標とX座標で位置の標準偏差を計算すると、チェックボックスが表示されます。計算された位置が標準偏差制限内の場合はチェックボック
スにチェックマークが付き、制限を超過している場合はチェックボック
スにはx印がつきます。

高さ精度

高さの標準偏差を計算すると、チェックボックスが表示されます。計算された高さが標準偏差制限内の場合はチェックボックスが選択され、制限を超過している場合はチェックボックスは選択解除されます。

Hz角精度

水平方向角の標準偏差を計算すると、チェックボックスが表示されます。計算された水平方向角が標準偏差制限内の場合はチェックボックスが選択され、制限を超過している場合はチェックボックスは選択解除さ
れます。

点追加

方向角設定 (座標) 画面に戻り、他の点を測定します。

正反

他方のフェイスで同じターゲット点を測定します。

制限値

精度限界値を変更します。

計算

器械点座標を計算して表示します。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

47

8.1.2

器械点設定結果

計算手順

器械点位置の計算は、8.1器械点データを入力して下さいで選択した方法を介して実行されます。必要最少数以上の測定が実行された場合は、手順は最少2乗法を用いて、3D位置と平均の方位、および高さの測定データを決定します。
•• 正および反の平均値を計算プロセスに使用します。
•• 全ての測定データは、その測定法が片面であれ正反であれ関係なく、同等の精度で扱われます。
•• X座標およびY座標は、水平方向および水平距離の標準偏差と改善を取り入れた最小2乗法を用いて決定します。
•• 最終高さ (H) は、元の測定に基づいた平均高低差から計算されます。座標入力と高さの計算の方法では、高さは旧、平均、および新規から選択できます。
•• 水平方向は、正および反の測定の平均値、および最終計算により求めた目標位置から計算
します。

手順

結果画面でF4「計算」を押します。

結果

この画面には、計算で求められた器械点座標が表示されます。最終計算結果は、8.1器械点
データを入力して下さいで選択した方法に応じて異なります。
精度評価として標準偏差と残差が表示されます。
点追加
方向角設定 (座標) 画面に戻り、次の点を入力します。
セット
器械点座標または器械点方向角を設定します。

器械点に器械高、目標点に視高など高さデー
タが入力されている場合、高さの計算の確認画面が現れます。
器械点の高さが変わる場合には新高さ：が表示されます。
元の高さ（旧高さ：）を採用する場合、F2
旧を新しい高さ（新高さ：）を採用する場合、
F4「新規」を平均値の場合はF3「平均」を押します。

☞ セットアップ画面で器械高を0.000にセットすると、チルチング軸の高さ（＝器械中心マーク）を器械点の高さとして参照します。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

48

表示用語の説明
画面

説明

器械点

現在の器械点名です。

器械高

現在の器械高です。

Y座標

計算された器械点のY座標です。

X座標

計算された器械点のX座標です。

高さ計算された器械点のZ座標 (高さ) です。

水平角

新しい方向角を持つ現在の水平角です。
ターゲット点が1つのみである方法 : 高さの計算または座標入力で使用できます。器械点から設計ターゲットまでの水平距離の計算値と測定値の差異です。

スケール

後方交会およびヘルマートで使用できます。計算された縮尺です (使用可能な場合) 。

スケールの YesまたはNo。Yesを選択して、計算された縮尺をシステムのPPM縮尺と使用して使用します。これにより、EDM設定画面で以前に設定したPPM縮尺は上書きされます。Noを選択して、システムの既存のPPM値を保持します。
計算された縮尺は使用しません。
各点の残差

各点の残差

画面に水平距離と垂直距離および水平方向の計算された残差が表示されます。
残差 ＝ 計算値 － 測定値
Use ターゲット点を器械点の計算に使用するかどうか、およびその使用方法を示します。
3D、2D、1D、オフを選択できます。
フィールドの説明
項目

説明

3D

X座標、Y座標、およびZ座標が計算に使用されます。

2D

X座標とY座標が計算に使用されます。

1D

Z座標のみが計算に使用されます。

オフ

点は計算に使用されません。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

49

メッセージ

以下に、表示される重要なメッセージまたは警告を示します。
ESCキーを押して、新しい調 説明
整データを保存せずに終了します。
選択した測点は有効ではありません

選択したターゲット点にX座標値またはY座標値がない場
合、このメッセージを表示します。

最大10測点まで使用できます 10点の測定後に、別の点が選択されました。システムは最大10点をサポートします。
データが不良の為位置を計算
できません

測定データが原因で、最終の器械点座標（X座標、Y座標）を計算できません。

悪いデータです 高さを計算で ターゲット高さが無効、または測定が不十分なため、最終
きませんの器械点高を計算できません。

次のステップ☞

正反の水平角制限エラー

1つのフェイスともう一方のフェイスの点の各測定データ
で、水平角または鉛直角の差異が指定した精度限界を超える場合、このエラーが発生します。

測定データはありませんもう
一度測定してください

位置または高さの計算に使用する測定データが不足しています。使用できる点の数または測定済み距離の数が不足しています。

セットを押して、器械点座標または器械点方向角を設定し、プログラム メニューに戻ります。
•• ターゲット点を同一フェイスで数回測定した場合は、最後に行われた有効な測定データのみが計算に使用されます。
•• 後方交会の場合•• 正と反には同じプリズムを使用する必要があります。
•• 正と反に異なるコードを使用すると、正のコードが使用されます。コードを使用してフェイスIIのみを測定する場合は、フェイスIIのコードが点に割り当てられます。
•• XML出力では、方向角設定測定時にppm値を変更することはできません。
•• 縮尺を計算する場合、2つのターゲットの位置の標準偏差は0.0000です。縮尺が柔軟なため、後方交会法は冗長性のないジオメトリに最適です。したがって、標準偏差は0.000です。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

50

8.2

座標測定（放射観測）説明

座標測定用プログラムで、無限の数の点の測定に使用します。
メインメニューの「測定」と似ていますが、本プログラムは放射観測を始める前にジョブ、器械点、方向角（後視点）の事前設定を行うことができますので、通常の放射観測はこの座
標測定プログラムを使用します。

手順

1. メインメニューからプログラムを選択

2. プログラム メニュー 2/2から

座標測定を選択

3. プログラムの事前設定 F1「ジョブ選択」、F2「器械点設定」を完了します。
“7 プログラム-はじめに”を参照してください。
4. F4「スタート」で測定開始。
点名、視準高を入力して、観測する点を視準。オール（測距＋記録）で測定します。
測定

ページ切替キーで画面が変わります。
「水平距離」→「高低差」→「座標」→「斜距離」
F4「↓」でファンクションコマンドのフェーズが切り替わります。

画面

説明

コード

メインメニュー -「管理」-「コード」で作成したものを選択、もしくは新規作成します。F3「コード」からもコードを新規作成することがで
きます。

個別

個別の測点名と現在の測点名を切り替えます。

データ

ジョブ内の測定データを表示するものです。現在選択（使用）している
ジョブから他のジョブへの"切替も可能です。［メインメニュー］［- 管理］-［測定データ］と同じ（ショートカット）です。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

51

8.3

測設

説明

測 設 フィールド内のあらかじめ決められた測点にマークを付けるためのプログラムです。
このあらかじめ決められた点が、測設目標点になります。測設目標点は、すでに器械内のジョブにある場合もあれば、手動で入力する場合もあります。
このプログラムでは、現在の位置と目標の測設位置との誤差を連続的に表示できます。

測設モード

測点の杭打ちは、異なるモードで行うことができます。
①角度と距離モード、②前後左右モード、③④座標系モード。
①角度と距離モード：水平角と水平距離の残差で誘導

P1
aP2

b+

c-

P0
P1
P2
ab+
c+

器械
現在位置
杭打ち点
Δ
: 水平距離の差Δ方位 : 方向の差
Δ
: 高低差

P0

TSOX_027②前後左右モード：前後左右で誘導

P1
d1d2+

P2
d3+

P0

P0
P1
P2
d1d2+
d3+

器械
現在位置
杭打ち点
Δ前後 : 縦方向距離の差
Δ左右 : 正対距離の差
Δ高さ : 高低差

TSOX_028③座標系モード：XYHで残差表示④座標系モード：XYHで残差表示（グラフィック無し）

P2
c

N
a
P1

TSOX_032

P0

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

b

P0
P1
P2
a
b
c

器械
現在位置
杭打ち点
ΔY : Y座標の差
ΔX : X座標の差
Δ高さ : 高低差52

手順

1. メインメニューからプログラムを選択

2. プログラム メニュー 1/2から測設を選択

3. ジョブの選択「器械点設定」を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. F3「設定」について
通常、測設の場合は「測距」で残差を確認するのですが、杭打ち（ターゲット）点に到達した際に「オール」で記録する場合、杭打ち（ターゲット）点を異なる測点名で登録して管理する場合には、「測設記録」を「オン」にします。いわゆる“フラグ”処理です。測設
記録の「フラグ名称」には、「測設点の前」と「測設点の後」があります。
5. F4「スタート」で観測開始です。
F3「測設の設定」

項目

説明

測設記録

測設された点が、測設対象の点と同じ測定名で保存されます。
オフ
測設点の前 杭打ち点の元の測点名の先頭に、フラグ名称に入力した文字を追加します。
測設点の後 杭打ち点の元の測点名の最後に、フラグ名称に入力した文字を追加します。

フラグ名称

最大4文字で、測設対象の点の測定名の先頭または最後に追加されます。

測設ブザー

オン

オフ

現在位置から杭打ち点までの距離が≤0.5 mになると、器械のブザーが鳴ります。
プリズムが杭打ち点に近づくと、ブザー音の間隔はより短くなります。
ブザーをオフにします。

測設

測設点を検索するためには、あらかじめTT027へ測点を登録しておく必要があります。

☞グラフィック要素の説明については、"3.7 グラフィック記号"を参照してください。

既知測設点の検索方法
検索：は測点名の絞り込み（フィルター）です。
＊はワイルドカードで全点となります。
（例）頭文字が”T”で検索する場合は、T＊と入力します。
で測点名を検索します。
直接既存測設点名を入力する場合は、F3「入力」で測点名を入力します。
座標のみを入力して、記録はしない場合
F4を2回押して、F3「マニュアル」を押します。

新点の入力（手入力）

2Dであれば、X座標 & Y座標を入力して、3Dであれば、X座標 & Y座標 & 高さを入力してF4「確定」

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

53

測点と座標を入力して、記録＆管理する
場合

F4を2回押して、F1「XYZ」を押します。
点名、X座標、Y座標、高さ（必要であれば）を入力してF4「確定」

新点を測定により求める

測設中に補助点または新設点としてデータを保存することができます。

☞ESCキーを押して測設画面に戻ります。

画面

説明

検索

点名の検索に使用する値。入力すると、ファームウェアが一致する点を詳細 :選択した点のタイプを表示します。
•• 座標点、または測点△方位△Hz

角度オフセット : 測設点が測点より右にある場合、符号は正です。

検索し、点名に表示します。一致する点が存在しない場合は、点検索画
面が開きます。

水平オフセット : 測設点が測点より先にある場合、符号は正です。
高さオフセット : 杭打ち点が測定点より高い場合、符号は正です。
前後

縦方向オフセット : 測設点が測点より先にある場合、符号は正です。

左右

垂線オフセット : 測設点が測点より右にある場合、符号は正です。

△H視高

高さオフセット : 杭打ち点が測定点より高い場合、符号は正です。

Y

Y座標オフセット : 測設点が測点より右にある場合、符号は正です。

X

X座標オフセット : 杭打ち点が測定点より先にある場合、符号は正です。

表示

現在選択している測点の情報を表示します。

B&D

杭打ち点名、方向角、水平距離を入力します。

マニュアル

座標値を直接入力して測設を行う。この入力データは座標データとして登録されません

新点

座標測定プログラムに切り替えます。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

54

8.4

辺長計算

説明

直接各点を測定するか、メモリーから選択された2点もしくは座標を入力した2点の斜距離、
水平距離、高低差、および方位角を計算するプログラムです。

辺長計算方法

次の2つの方法のいずれかを選択できます。
•• 多角 : 初めの計算で使用した第2点目（P2）が次の計算では第1点目となる•• 放射 : 第1点目を基準として第2点目を移動させて計算します。

Hz=0

多角モード方法
P1-P2, P2-P3, P3-P4

1

2
P2

d1

P1

3
d2 P3
d3

P0

P4

TSOX_046

P0
P1-P4
d1
d2
d3
α1
α2
α3

器械
ターゲット点P1からP2までの距離
P2からP3までの距離
P3からP4までの距離
P1からP2までの方位角P2からP3までの方位角P3からP4までの方位角

P0
P1-P4
d1
d2
d3
α1
α2
α3

器械
ターゲット点P1からP2までの距離
P1からP3までの距離
P1からP4までの距離
P1からP4までの方位角P1からP3までの方位角P1からP2までの方位角放射モード方法

Hz=0

P1-P2, P1-P3, P1-P4

1

3

2

P2
d2

P1
P0

d3

d1

P4

TSOX_047

手順

P3

1. メインメニューからプログラムを選択

2. プログラム メニュー 2/2から辺長計算を選択

3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. 多角または放射を選択します。

辺長計算測定必要な測定を完了すると、辺長計算結果画面が表示されます。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム55辺長計算結果- 多角モード

始点
第1点目の測定画面に進みます。
終点
第2点目の測定画面に進みます。点2を新
しい線の始点として設定します。新たに
ポイント2を測定します。
放射
放射モードに切り替えます。

画面

説明

方向角

方向角

勾配

点1と点2間の勾配。
ポイント1からポイント2への斜距離
ポイント1からポイント2への水平距離
ポイント1からポイント2への比高差

次のステップ

ESCキーを押してプログラムを終了します。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

56

8.5

REM 測定説明

REM 測定 ターゲット点のプリズムを使用せずに、ベースプリズムの真上の点を計算するプ
ログラムです。

P2

a
d1

P0
P1
P2
d1
a
α

P1

P0
TSOX_050

手順

1. メインメニューから

器械
基準
リモート点を視準 REM 測定
斜距離
P1とP2の高低差
基準点とリモート測点の間の鉛直角

プログラムを選択

2. プログラム メニュー 2/2からREM 測定を選択

3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
リモート高さ測定

基準点を測定するか、hr=?を押して不明なターゲット高さを割り出します。
次のステップ
測定後にリモート点を視準画面が表示されます。

REM 測定の結果- リモート点を視準

リモート点

次のステップ

項目説明δ

基準点からリモート点への高さの差異です。

高さ

リモート点の高さです。

Y座標

リモート点の計算されたY座標です。

X座標

リモート点の計算されたX座標です。

Y

基準点とリモート点間で計算されたY座標の差異です。

X

基準点とリモート点間で計算されたX座標の差異です。

高さ

基準点とリモート点間で計算された高低差です。

•• 確定を押して測定データを保存し、リモート点の計算された座標を記録します。

•• または、基準を押して新しいベース点を測定および記録します。
•• または、ESCキーを押してプログラムを終了します。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

57

8.6

線のオフセット

8.6.1

概要

説明

既知の基準線（道路センター線や構造物の杭芯などから指定したライン）を使用して新たにオ
フセット線の作成を行ったり、オフセット点を指定して杭打ちを行うことができます。このプ
ログラムでは、まずベースラインを定義し、その線を基準にして以下の作業を行ないます。

手順•• 線のオフセット•• グリッド測設•• 測設点•• 測設ライン分割

1. メインメニューからプログラムを選択

2. プログラム メニュー 1/2から線のオフセットを選択

3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
次のステップ

オフセット線の基準となる線を定義します。

8.6.2

ベースラインの定義

説明

はじめに2点よりベースラインを決定します。
基準線は、必要に応じて、ベースラインに対して縦方向、平行、または垂直なオフセットにすることも、最初の起点を中心にして回転させることもできます。さらに、基準高さを最初の起点、終点として選択したり、ベースラインに沿って補間したりできます。

基準線の定義基準線は2つのポイント1、2で確定されます。どの点も、測定や手動入力、また内部メモリーからの選択が可能です。

P2
d1

P1
P0
TSOX_088

d2

基準線
P0 器械
P1 起点
P2 終点
d1 既知の距離
d2 高低差α
方位角線の始点と終点を測定または選択し、基準線を定義します。
次のステップベースラインを定義すると、基準線を定義するための線のオフセット1/2画面が表示されます。
測定
オフセットを検測します。
測設
基準線に直交する点を測設します。
↓新BL
新しいベースラインを定義します。
↓グリッド
基準線に対してグリッドを測設します。
↓間隔
基準線を定義可能な数のセグメントに分割し、基準線上に新規点を測設します。
↓シフト=0
すべてのオフセット値を0にリセットします。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

58

8.6.3

オフセット線（リファレンスライン）設定

説明

基準線は、最初の起点に対して縦方向、平行または垂直なオフセットにすることも、最初の起点を中心にして回転させることもできます。このオフセットから作成された新しいライン
をオフセット線といいます。全ての測定データは、このオフセット線を参照します。
P2

d2

d1

P0
TSOX_034

P1

a

b

P2

r+
P3
d2

P1
TSOX_034a

手順

d1

P0
P1
P2
d1
d2

器械
起点
終点
基準線
オフセット線

P1
P2
a
d1
d2
P3
r+
b

基点
基点
基準線
平行オフセット
縦方向オフセット
オフセット点
回転パラメーター
オフセット線

ベースラインの定義に必要な測定を完了すると、線のオフセット - 情報画面が表示されます。
画面

説明

距離

基準線の長さ。

基準高さ

始点
終点
ライン上
高さ無し

オフセット

基準線（P1 ‐ P2）を基準にした、オフセット線の平行オフセット。
基準線より右にあれば、値は正です。（2/2ページにあります。）

ライン

ベース点2方向のオフセット線の、始点、基準点（P3）の縦方向オフセット。ベース点2方向にあれば、値は正です。（2/2ページにあります。）

高さ選択した基準高さに対するオフセット線の高さオフセット。（2/2ペー
ジにあります。）選択した基準高さより高ければ、値は正です。

回

オフセット線の、基準点（P3）を中心とする時計回りの回転。

転

高低差は、最初の基準点と比較して計算されます。
高低差は、2番目の基準点と比較して計算されます。
高低差は、オフセット線に沿って計算されます。
高低差の計算と表示は行われません。

次のステップファンクションコマンドの測定、測設、グリッドを選択するか、または↓間隔サブプログラ
ムに進みます。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

59

8.6.4

オフセットの検測

説明

基準線と測定した点の位置関係を確認できます。計算には、測定データや座標、縦方向オフ
セット、平行オフセット、および基準線に対するターゲット点の高低差が使用されます。

P2

P3

P0
P1
P2
P3
P4
d1
d2

器械
起点
終点
測定点
オフセット点
距離
の距離

d3

P1
P2
P3
a
d1
d2
d3

起点
ターゲット点ターゲット点
基準高さ
始点と基準高さの高低差
P2と基準高さの高低差
P3と基準高さの高低差

P4
d2

d1

P0
P1

TSOX_035

最初の基準点に比較
した高低差の例

P3
a
d1

d2

P2

P1
TSOX_037

手順

線のオフセット1/2画面でオールを押します。

オフセットの検測

項目

次のステップ

説明

L

計算で求めた、オフセット線に対する縦方向の距離。

O

計算で求めた、オフセット線に正対する距離。

H

定義した基準高さに対して、計算で求められた高低差。

•• オールを押して測定と記録を行います。
•• または、戻るを押して線のオフセット - 情報画面に戻ります。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

60

8.6.5測設

説明

このサブプログラムでは、オフセット線に対して測設点までの距離を入力し、測設を行います。直交座標 ( L, O, H) および極座標 ( 方位,,) の差異が表示されます。
直角法での測設の例
P2

P4
P3

a

b

P0
P1
TSOX_038

P0
P1
P2
P3
P4
a
b

器械
起点
終点
距離入力
測定点
Δ平行オフセット
Δ縦方向オフセット

手順

線のオフセット - 情報画面から測設を押します。

直角法での測設

オフセット線に対して、測設するターゲット点の測設成分を入力します。
項目

説明

ライン

縦方向オフセット: 杭打ち点が基準線より先にある場合、符号は正です。

Offs

垂線オフセット: 杭打ち点が基準線より右にある場合、符号は正です。

高さ

高さオフセット: 杭打ち点が基準線より高い場合、符号は正です。

次のステップ確定を押して測定モードに進みます。

ラインの杭打ち距離および角度の差異の符号は測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）です。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測
値）です。

画面
Hz

説明
測定点から測設点への水平方向。測定点から測設点への水平方向。
測定点から測設点までの水平距離。測定点から測設点までの水平距離。
測定点から測設点への高低差。測定点から測設点への高低差。

O

測定点から測設点までの正対距離。測設点が測定点より右にある場合、符号は正となります。

L

測定点から測設点までの縦方向距離。測設点が測定点より先にある場合、符号は正となります。

次点次のステップ

次に測設する点を追加します。

•• オールを押して測定と記録を行います。
•• または、戻るを押して線のオフセット 1/2画面に戻ります。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

61

8.6.6

グリッド測設説明

前後左右の間隔を指定してできる交点を自動的に座標計算し、連続杭打ちができます。この
サブプログラムは、グリッド上の点の測設成分、直交座標 ( L, O, H)、および極座標 (
方位、、) を計算して表示します。グリッドの定義では境界は使用されません。
オフセット線の最初の起点および終点まで、拡張することができます。
グリッド測設の例

P2
a

d1
P1

d3

d2

P0

TSOX_039

a
P0
P1
P2
d1
d2
d3

オフセット線
器械
起点
終点
開始距離
間隔（インクリメント）
ラインオフセット

手順

線のオフセット 1/2画面から↓を選択、グリッドを押します。

グリッドの定義

連鎖距離とグリッド点の間隔長、およびオフセット線の前後方向を入力します。

次のステップ

画面

説明

始点位置

オフセット線の始点とグリッド始点との間の距離。

間隔（ｲﾝｸﾘﾒﾝﾄ）

グリッドの間隔（ピッチ）。

オフセット

オフセット線からの左右のオフセット距離。

確定を押してグリッドの杭打ち画面に進みます。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

62

グリッドの杭打ち距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）
です。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）です。

画面

説明

Chn

グリッド測設点の追加距離。

Offs

オフセット角度ピッチ（間隔）の値。オフセット線の右側が正となります。

方位測定点から測設点への水平方向。測定点から測設点への水平方向。
測定点から測設点までの水平距離。測定点から測設点までの水平距離。
測定点から測設点への高低差。測定点から測設点への高低差。

次のステップライン

グリッドの角度ピッチ値。測設点の位置は始点から終点の方向を基準に計算されます。

L

測定点から測設点までのライン方向距離。測設点が測点より先にある場
合、符号は正となります。

O

測定点から測設点までの正対距離。測設点が測定点より右にある場合、符号は正となります。

•• オールを押して測定と記録を行います。
•• または、ESCキーを押してチェイネージの始点位置を入力画面に戻り、そこから戻るを
押して線のオフセット1/2画面に戻ります。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

63

8.6.7直線の分割

説明

直線の分割サブプログラムは、直線に沿って点の測設成分、直交座標 ( L、 O、 H)、
および極座標 ( 方位、、) を計算して表示します。ラインの分割は、定義されたラインの始点と終点間の基準線に制限されます。
ライン分割測設の例
d2

P2

a

P1

d1

P0

TSOX_040

手順

P0
P1
P2
a
d1
d2

器械
起点
終点
オフセット線
セグメントの長さ余りの距離

線のオフセット - 情報画面から↓を選択、間隔を押します。

セグメント（断面） セグメントの数または間隔を入力し、余ったライン（差分）をどう扱うかを定義します。
の定義
この差分は、始点や終点に配分したり、ラインに沿って均等に配分したりできます。

画面

説明

ライン長

計算で求めたオフセット線の長さ。

測点間隔

各セグメントの間隔。セグメントの数を入力すると自動的に長さを更新します。

間隔数

ラインの分割数 間隔長を入力すると、自動的に更新します。

非閉合

間隔長を入力した後に残ったラインの長さ。

分配

差分の配分方法。
全ての差分が最後の区間の後に配置されます。
無し
At start 全ての差分が最初の区間の前に配置されます。
均等
差分は全ての区間に均等に配分されます。
始点と終点 差分は、セグメントのラインの始点と終点に均等に配分されます。

次のステップ確定を押してセグメントの杭打ち画面に進みます。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

64

セグメントの杭打ち

距離および角度の差異の符号は、測設プロ
グラムの場合と同じで、補正値（必要値－実測値）です。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、補正値（必要値－実測値）です。

画面

説明

間隔

ラインの分割数。該当する場合は、差分間隔を含みます。

総長

セグメント長の合計。現在の間隔の分割数によって変わります。該当する場
合は、差分の間隔長を含みます。

方位測定点から測設点への水平方向。測定点から測設点への水平方向。
測定点から測設点までの水平距離。測点から測設点までの水平距離。
測定点から測設点への高低差。測定点から測設点への高低差。

メッセージ

次のステップL

測定点から測設点までの縦方向距離。測設点が測定点より先にある場合、符号は正となります。

O

測定点から測設点までの正対距離。測設点が測点より右にある場合、符号は正となります。

以下に、表示される重要なメッセージまたは警告を示します。
項目

説明

基準線が短すぎます

ラインが1cm未満です。2点間の水平方向の間隔が1cm以上になるように点を選択してください。

座標値は無効です

点の座標がない、または座標が間違っています。使用する点に、少なくともX座標とY座標があることを確認してください。

データの記録先は
RS232です

データ出力先 データ設定 メニューでRS232に設定されます。
基準線を正常に開始するには、データ出力先を内蔵メモリーに設定する必要があります。

•• オールを押して測定と記録を行います。
•• または、ESCキーを押して測点間隔の決定画面に戻り、そこから戻るを押して線のオフ
セット画面に戻ります。
•• または、ESCキーを選択し続けてプログラムを終了します。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

65

8.7

面積・体積計算説明

面積およびDTM体積計算は、直線で接続された最大50個の点の面積を計算するプログラム
です。ターゲット点は、時計回りに測定を行うか、すでに登録されている測点を時計回りに選択する必要があります。面積・体積計算は、直線で結ばれた点（最大50個）をもとに、面積を計算するプログラムです。さらに、体積はデジタル地形モデル(DTM)を自動的に作成することによって計算できます。

P2
P3
a

b

P0
P1
P2
P3
P4
a

P1
d

c

P4

b
c
P0

TSOX_049

手順

1. メインメニューからd

器械
傾斜基準面を定義するターゲット点
傾斜基準面を定義するターゲット点
傾斜基準面を定義するターゲット点
ターゲット点周辺長(3D)、始点から面積(3D)の現在の測点までの多角形の辺の長さ
面積(3D)、傾斜基準面に投影
周辺長(2D)、始点から面積(2D)の現在の測点までの多角形の辺の長さ
面積(2D)、水平面に投影プログラムを選択

2. プログラム メニュー 2/2から

面積＆体積を選択

3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
面積・体積計算

測定画面のグラフィックは参照画面上に作成されたエリアを表示します。
基準面を定義する点は以下によって示されます。
••

測定済みの点••••

マニュアル測点入力をした点
リファレンスプレーンを定義する測点
計算
その他の結果(周辺長、体積)を表示して記録します。
↓頂点
破線上の点（天面上の点）を測定または選択します。これらの点は体積の計算に使用されます。
↓3D定義
3点を選択または測定して、傾斜基準面を手動で定義します。
1点戻前の点の測定または選択を元に戻します。

☞

破線の点は、定義した領域の境界内に配置する必要があります。（エリアの天面を指定）

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

66

面積計算

3点が測定または選択されると、2Dおよび3Dの面積が自動的に計算されて表示されます。
3Dの面積は、以下に基づいて自動的に計算されます。
•• 最大領域を含む3点が使用されます。
•• 等しい最大領域が2つ以上存在する場合は、周辺長が最も短い領域が使用されます。
•• 最大領域の周辺長が等しい場合は、前回測定した点を含む領域が使用されます。
3D面積計算の基準面を手動で定義するには、3D定義を選択します。

説明

P2b

P2a
P1b

P1a

a
P0

P0
P1a..
P2a..
a

TSOX_134

器械
境界点
破線点
TIN(Triangulated Irregular Network)
により計算される体積

次のステップ
計算を押して面積と体積を計算し、面積(2D)と体積計算結果/面積(3D)と体積計算結果画面に進みます。
面積(2D)と体積計
算結果

項目

説明

面積 (2D)

水平面への投影により計算される面積

面積 (3D)

自動または手動で定義された基準面への投影により計算される面積。

DTMエリアTINにより計算された、測標点で定義される面積。

BrLエリアTINにより計算された、破線点で定義される面積。

DTM体積 I

TINにより計算された体積。

土量変化率

実際に検出された材料の体積と掘削後の同じ材料の体積の関係を示す
係数。膨張係数の詳細については、次頁の"土量変化率"の表を参照してください。

DTM体積 II

元の位置からの掘削後の材料の体積。DTM体積 II = DTM体積 I x 土
量変化率

比重

材料の重量(トン/m3)。比重の値は編集可能です。

重量

掘削後の材料の総重量。重量 = DTM体積 II x 比重

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

67土量変化率DIN18300に基づいて、以下の土壌クラスに所定の膨張係数が設定されています。
土壌クラス 説明

土量変化率1

非有機物質、腐食物、有機物を含む表土。

1.10 ～ 1.372流動体から半流動体までの粘度を持つ流動性の土壌タイ
プ。

n/a

3

容易に分解できる土壌タイプ。ほぼ非粘性の砂土。

1.06 ～ 1.32

4

適度に分解できる土壌タイプ。砂土、シルト、粘土の混合物。1.05 ～ 1.455

分解が困難な土壌タイプ。クラス3および4と同じですが、 1.19 ～ 1.59
63mm以上かつ0.01m3 ～ 0.1m3の体積の石を含む比率が高い土壌タイプです。

6

内部に鉱物を含む岩石のタイプで、粉砕されている場合や 1.25 ～ 1.75
粘板岩の場合、風化して柔らかくなっている場合があります。

7

内部に強度の高い鉱物を含み、粉砕や風化が非常に少ない 1.30 ～ 2.00
分解が困難な岩石タイプです。

膨張係数の例 : 概算値のみを示しています。土壌の各種係数に応じて値は異なります。

次のステップ

土壌タイプ

膨張係数

1立方メートルあたりの重量

シルト

1.15 ～ 1.25

2.1t

砂土

1.20 ～ 1.40

1.5 ～ 1.8t

粘土1.20 ～ 1.50

2.1t

表土、腐植土

1.25

1.5 ～ 1.7t

砂岩

1.35 ～ 1.60

2.6t

花崗岩

1.35 ～ 1.60

2.8t•• 新規を押して新しい面積を定義します。
•• 新頂点を押して新しい破線面積を定義し、新しい体積を計算します。
•• 追頂点を押して新しい点を既存の破線面積に追加し、新しい体積を計算します。
•• または、終了を押してプログラムを終了します。

タジマ・トータルステーション

8.標準プログラム

68

9

オプションプログラム

9.1

曲線オフセット

9.1.1

概要

説明

このプログラムでは、基準円弧を定義し、その円弧を基準にして以下の作業を実行できます。
•• 線のオフセット•• 測設（点、円弧、弦、角度）

手順

1. メインメニューから☞15回の試行ができます。

継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

プログラムを選択

2. プログラム メニュー 1/2から

曲線オフセットを選択

3. F1「トライ」を選択する
4. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
次のステップ曲線のオフセットの方位を選択します。

9.1.2

曲線の定義

説明

基準円弧は、次の方法によって定義されます。
•• 中心点と始点•• 始点、終点、半径•• 3点
どの点も、測定や手入力、また内部メモリーからの選択が可能です。

P2
P3
r
P1

P0
TSOX_089

☞

手順

曲線
P0
P1
P2
P3
R

器械
始点
終点
中心点
円弧の半径

全ての円弧は時計回り方向に定義され、全ての計算は2次元で行われます。
曲線オフセットを選択してから、円弧の定義方法を以下から選択します。
•• 中心点と始点•• 始点、終点、半径
•• 3点

始点の測定

画面

説明

始点

始点の点名

中心点

中心点の点名中間点

中央点の点名

終点

終点の点名

半径

円弧の半径
プラス側の値（例えば100m）は時計回りの円弧となります。マイナス側の値（例えば100m）は反時計回りの円弧となります。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム69

半径： 100 m
時計回り

半径： -100 m
円弧の終点

凡例

パターン1
P1

P3

P1

P3
d

d

P4

P2

P4

P2

005183_001

005187_001

パターン2
P1

P3

d

P1

P3

P4
P2

起点
終点
中心点1
中心点2
円弧の方向

P1

円弧の距離終点および高さ
終点、または長さ（L）と
傾斜（%）
器械点
中心点1
中心点2
円弧の方向

P4
P2

d

005184_001

P1
P2
P3
P4
d

005188_001

パターン1
P1

P3

P1

P3
d

d

P4

P2

P4

P2

005185_001

005189_001

パターン2
d

P1

P3

P1

P3
P4

P4
P2

P2
005186_001

005190_001

P2
P3
P4
d

d

次のステップ
基準円弧を定義すると、曲線オフセット - 情報画面が表示されます。
曲線オフセット - 情報

☞ 上図に示すように、2つの結果が存在する場合があります。測定と測設のサブプログ
ラムでは、適切な結果を選択できます。

次のステップ確定を選択してから、測定または測設を選択してサブプログラムに進みます。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム70

9.1.3

オフセットの検測（測定）説明

オフセットの検測サブプログラムの計算には、測定データや座標、縦方向オフセット、
直交座標オフセット、および基準円弧に対するターゲット点の高低差が使用されます。
基準円弧 ‐ オフセットの検測の例

d2+

P4
d1+

P2
P3

P1
P0
TSOX_036

P0 器械
P1 起点
P2 終点
P3 測定点P4 リファレンス点
d1+ オフセット距離
d2+ リファレンス点までの距離

手順

曲線オフセット - 情報画面からオールを押します。

オフセットの検測

項目

次のステップ

説明

L

計算で求めた、基準円弧に対する縦方向の距離。

O

計算で求めた、基準円弧に正対する距離。

H

基準円弧の始点に対して、計算で求められた高低差。

•• オールを押して測定と記録を行います。
•• または、戻るを押して 曲線オフセット - 情報画面に戻ります。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム

71

9.1.4測設（杭打ち）説明

測設サブアプリケーションでは、測定点と算出された点の差異を計算します。
曲線オフセットプログラムは、4つの測設方法をサポートします。

杭打ち 測点（距離入力）•• 杭打ち 測点•• 杭打ち 弦•• 杭打ち 線•• 杭打ち 角度

ラインとオフセット値を入力して点を測設します。

P3

c-

P4

b+
P2

杭打ち 曲線（ピッチ長入力）

P0

P4

P3

b

TSOX_043

P2
a

P1

P0

P4

P3

b
P1

P0

a

TSOX_044

円弧の中心点
円弧の始点
距離入力
距離入力
円弧の終点
円弧の半径
ピッチ長

P0
P1
P2
P3
P4
a
b

円弧の中心点
円弧の始点
距離入力
距離入力
円弧の終点
円弧の半径
弦の長さ

円弧に沿って、円弧の中心点からの角度セグメントによって定義される一連の点を測設しま
す。
P3
P2
b

P4
b

b
TSOX_045

手順

P0
P1
P2
P3
P4
a
b

円弧に沿って一連の等距離弦を測設します。

P2

杭打ち 角度（角度入力）

円弧の中心点
円弧の始点
測定点
距離入力
円弧の終点
円弧の半径
ラインオフセット垂線オフセット

円弧に沿って一連の等距離点を測設します。

b

杭打ち 弦
（弦長入力）aP1

TSOX_042

P0
P1
P2
P3
P4
a
b+
c-

P1

a

P0

P0
P1
P2
P3
P4
a
b

円弧の中心点
円弧の始点
距離入力
距離入力
円弧の終点
円弧の半径
角度計算

1) 曲線オフセット - 情報画面から測設を押します。
2) 利用可能な4つの測設方法のいずれかを選択します。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム72

点、円弧、弦、角度 測設値を入力します。中心点を押して円弧の中心点を測設します。
の測設
項目
説明
ライン

測設円弧、弦、および角度の場合 : 基準円弧からの縦方向オフセット。
円弧、弦、角度の測設の場合：基準円弧からの縦方向オフセット。
測設点の場合 : 基準円弧からの縦方向オフセット。

オフセット 基準円弧からの垂線オフセット。
分配

測設円弧の場合 : 差分の配分方法。円弧の測設の場合：差分配分法。
すべての差分は最後の円弧区間に追加されます。
終点側へ
均一
差分はすべての区間に均等に配分されます。
始点側へ
すべての差分は最初の円弧区間に追加されます。
起点と終点 差分は最初の円弧区間と最後の円弧区間に均等に追加されます。

曲線長

測設円弧の場合 : 測設する円弧の長さ。

弦長

測設弦の場合 : 測設する弦の長さ。

角度

測設角度の場合 : 円弧の中心点、測設する点の角度です。

次のステップ確定を押して測定モードに進みます。
曲線の杭打ち距離および角度の差異の符号は測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）です。距離および角度の差異の符号は、測設プログラムの場合と同じで、残差（理論値－実測値）です。
円弧が非常に長く、ターゲットがラインに近接する場合などに、より見やすくするために、グラフィックの縦横の縮尺を変更することができます。器械が円弧から遠く離れている場合、グラフィックでは器械はコーナーに配置され、赤色/灰色でマークされます。

☞

次に測設する点を定義するには、点名、プ
リズム高、および円弧とオフセットに沿った距離を入力します。

画面
方位

説明
測定点から測設点への水平方向 測定点から測設点への水平方向測定点から測設点までの水平距離 測定点から測設点までの水平距離測定点から測設点への高低差 測定点から測設点への高低差

次のステップ•• オールを押して測定と記録を行います。
•• または、ESCキーを選択し続けてプログラムを終了します。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム73☞15回の試行ができます。

9.2

基準面

説明

・基準面は、基準面に対して他の1点を測定するプログラムです。
・交点とは、測点から定義した平面を通る、垂線向きのフットプリント点です。
・面に対する垂線オフセットを計算および保持するための点の測定。

継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

Z
a

d+

P4
P2
P3
P1

∆X

P5
∆Z
X

Y
b

TSOX_061

X
Y
Z
P1
P2
P3
P4
P5

d+
ΔX
ΔZ

ローカル座標系のX軸
ローカル座標系のY軸
ローカル座標系のZ軸最初の点、ローカル座標系の原点
2番目の点
3番目の点
測定点。P2<Tab/>第2の点P4から定義された面までの垂線ベク
トルの交点。この点は定義された面に配置されますP4から面までの正対距離
P5からローカルZ軸までの正対距離
P5からローカルX軸までの正対距離面までの正対距離の符号は、正または負です。

Z

d1

P1
TSOX_121

手順

X
d2

Y

1. メインメニューから

P1
X
Y
Z
d1
d2

面の原点
面のX軸
面のY軸
面のZ軸
正のオフセット
負のオフセット

プログラムを選択

2. プログラム メニュー 1/2から基準面を選択3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
面とターゲット点の 1. 3点により面が定義されると、目標点を測定 ! 画面が表示されます。
測定
2. ターゲット点を測定および記録します。結果は基準面結果画面に表示されます。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム74基準面結果新目標
交点を記録および保存し、新しいターゲッ
ト点の測定に進みます。
測設
交点の測設値とグラフィックを表示します。グラフィック記号については、"3.7
グラフィック記号"を参照してください。
新規面
新しい基準面を定義します。

画面

説明

単独点名

交点の点名称、面上の目標点の垂直投影

オフセット

ターゲット点と面 (交点) の間の算出された正対距離です。

X

交点からZ軸までの正対距離。

Z

交点からX軸までの正対距離。

Y座標

交点のY座標

X座標

交点のX座標高さ

交点の高さ

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム75☞15回の試行ができます。

9.3

交点計算

9.3.1

概要

説明

座標点、2点間の方位角、2点間の距離など、座標の幾何学計算を実行するプログラムです。

継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

・ST計算＆トラバース
手順1. メインメニューから

・オフセット・延長点

プログラムを選択

2. プログラム メニュー 2/2から交点計算を選択

3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. 交点計算 メインメニューから交点計算を選択します。
グラフィック

結果画面で、測設を押して杭打ちのグラフィックにアクセスします。
または、結果画面で2ページ目のシンプルなグラフィックに移動します。グラフィック記号については、"3.7 グラフィック記号"を参照してください。

9.3.2

交点計算は、点の座標、点の間の方向角、および点の間の距離などの、座標ジオ
メトリー計算を実行するプログラムです。

手順

交点計算 メインメニューからST計算またはトラバースを選択します。

ST計算

ST計算を使用して、既知の2点間の距離、方位角、高低差、および勾配を計算します。
既知
P1 一番目の既知点
P2 2番目の既知点
未既知αP1からP2への方位角
d1 P1とP2間の斜距離
d2 P1とP2間の水平距離
d3 P1とP2間の高低差

P2
d1

d3

d2

P1
TSOX_098

トラバース

トラバースを使用して、既知点からの方位角と距離により新しい点の位置を計算します。
オフセットはオプションです。

P4

d3

P2

d2
P3

d1
P1
TSOX_099

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム

既知
P1 既知点αP1からP2への方位角
d1 P1とP2間の距離
d2 右オフセット
d3 左オフセット
未既知
P2 オフセットなしの交点
P3 正側のオフセット交点
P4 負側のオフセット交点769.3.3

ST計算＆トラバース

手順

交点計算 メインメニューから目的の交点計算サブアプリケーションを選択します。

2点2方向の交点•• 2点2方向•• 2円交点•• 線と円•• 4点交点

2点2方向の交点サブプログラムを使用して、2つの線の交点を計算します。線は点と方位角により定義されます。
垂点(距離 - オフセット)P1 最初の既知点
P2 2番目の既知の点
α1 P1からP3への方位角
α2 P2からP3への方位角
P3<Tab/>平面と定義する点3
P3 交点

P3

1

2
P1
P2

TSOX_100線と円の交点線と円の交点を使用して線と円の交点を計算します。線は点と方位角により定義されます。
円は中心点と半径で定義されます。
既知
P1 第1の既知点
P2 第2の既知点
αP1からP3とP4への角度ｒ
半径(P2からP4またはP3までの距離)
未既知
P3 第1の交点
P4 第2の交点

P4r
P3

TSOX_101

2円の交点

P2

P1

2円の交点サブプログラムを使用して、2つの円の交点を計算します。円の定義には、既知点(中心点)と既知点から交点までの距離(半径)が使用されます。

r1

P1
P3

垂点（距離 ‐ オフセット）P1 最初の既知点
P2 2番目の既知の点r1
半径(P1からP3またはP4までの距離)r2
半径(P2からP3またはP4までの距離)
P3<Tab/>平面を定義する点3P3 最初の交点
P4 2番目の交点

P4
r2
P2

TSOX_102

4点交点

4点交点を使用して2つの線の交点を計算します。線は2つの点により定義されます。
ラインをシフトする場合、白黒画面では2/2へ切り替えます。カラータッチ画面ではシフトページを表示させます。 + は右へのシフトを示します。―は左へのシフトを示します。

P4

P2

a
P5

b
P3

TSOX_103

P1

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム

既知
P1 第1の既知点
P2 第2の既知点
P3 第3の既知点
P4 第4の既知点
aP1からP2までの線
bP3からP4までの線
未既知
P5 交点

77

9.3.4

オフセット

説明

交点計算 メインメニューから目的の交点計算サブアプリケーションを選択します。
•• 距離•• 線と点•• 面

垂線

垂線 (距離- オフセット) サブプログラムを使用して、線に関連するベース点を使用して既（距離- オフセット） 知点の距離とオフセットを計算します。

P2
P4
d2

d1

P3
P1
P0
TSOX_104

オフセット

オフセットサブプログラムを使用して、既知の縦方向距とオフセット距離から、線に関連する新しい点の座標を計算します。

P2
d2

d1

P3
P1
P0
TSOX_105

面のオフセット

既知データ
P0 器械
P1 起点
P2 終点
P3 オフセット点
計算値
d1 Δラインd2 Δオフセット
P4 交点(ベース点)

既知データ
P0 器械
P1 起点
P2 終点
d1 Δラインd2 Δオフセット
計算値
P3 交点

面のオフセットサブプログラムを使用して、既知の面とオフセット点に関連する、新しい点の座標とその高さおよびオフセットを計算します。

P2

P5

P3
d1

TSOX_106

P4

P1

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム

既知データ
P1 面を定義する点1P2 面を定義する点2P3 面を定義する点3P4 オフセット点
計算値
P5 交点
d1 オフセット78

9.3.5ライン - 延長手順

交点計算 メインメニューからライン- 延長を選択します。

延長点

延 長 点を使用して、既知のベースラインから延長された点を計算します。

P1

既知データ
P1 ベースラインの始点
P3 ベースラインの終点
ΔL1、ΔL2距離
計算値
P2、P4延長された交点

∆ L1
P2

∆ L2

P3

P4

TSOX_107☞15回の試行ができます。

9.4

Road 2D

説明

定義された成分を基準として点を測定または杭打ちするプログラムです。成分には、線、曲線、またはクロソイドを使用できます。追加距離、追加の杭打ちおよびオフセット(左右)がサポートされます。

継続のご使用には別途プログラムのご購入が必要です。

c+

P1

b

P3

a

P0

d-

r

P2

TSOX_132

手順

1. メインメニューから

P0
P1
P2
P3
a
b
c+
dR

中心点
円弧の始点
円弧の終点
杭打ちするポイント
反時計回り
時計回り
円弧の後続曲線の始点からの距離
円弧からの垂線オフセット
円弧の半径プログラムを選択

2. プログラム メニュー 2/2から

ロード2Dを選択

3. プログラムの事前設定を完了します。"7 プログラム - はじめに"を参照してください。
4. 成分タイプを選択します。
•• 直線•• カーブタジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム•• クロソイド

79

エレメントCR
d = 155.000

B

d = 132.000

A 直線
B スパイラル
C カーブ
R 半径

b

a
d = 122.000cA

a 垂線オフセット左b 垂線オフセット右c インクリメント

d = 112.000

d = 102.000d 追加距離TSOX_119

エレメント（構成要素）の定義の手順

1. 始点と終点は測定またはメモリーより選択します。
2. カーブおよびクロソイド成分の場合、成分を定義するためのロード2D画面が表示されます。

3. カーブの構成要素
スパイラルエレメント :•• 半径とカーブの方向を入力します。
•• [確定] を押します。
•• 使用する方法 (半径曲率または半径曲長)を選択します。
•• 選択した方法に従って、半径とパラメーターまたは半径と長さを入力します。
•• クロソイドの方向とタイプを選択します。
•• [確定] を押します。

B
TSOX_112

A

クロソイドタイプ
A クロソイドIn
B クロソイドOut

4. 成分が定義されると、ロード2D - 設定が表示されます。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム80

追加距離と方法

追加距離を入力して以下を選択します。
•• 測設 : 点とオフセット(中心、左、または右)を選択し、杭打ちして測定を開始します。杭
打ちのための値を入力•• チェック : 点を測定するか、メモリーから点を選択して、定義された成分からのチェーン
距離、線、およびオフセットを計算します。

杭打ちする値を入力します。

次のステップ•• 杭打ちモードの場合、確定を押して杭打ちを開始します。
•• 測定モードの場合、オールを押して測定と記録を行います。

タジマ・トータルステーション 9.オプションプログラム

81

10

FUN（機能）メニュー

10.1

概要

説明

•• FNC（機能）キーは機能メニュー 1/3 ～ 3/3を開き、選択する機能を有効にすることが
できます。
••

または

キーに機能メニューにある任意の機能を割り当てることができます。"5.1 作

業設定"を参照してください。
機能FUN/（機能）説明

メインメニュー

メインメニューに戻ります。

整準

レーザー求心装置および電子レベルをオンにします。"4.2.2電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照してください。

NP<=>P

2つのEDM測定モード間の切り替えが出来ます。"5.5 EDM設定"を参照してください。

レーザーポインタ

可視レーザービームによるターゲット点の照明の有効/無効を切り替えます。ノンプリズムモードの器械で使用できます。

トラッキング"10.3 トラッキング"を参照してください。

反射信号

EDMの反射信号の値を表示

照明オン/オフ

キーボードのON/OFF

後視確認"10.4後視の確認"を参照してください。

高さの計算"7.4 器械点設定"を参照してください。

オフセット
最終点削除
コード付け
PINロック

これらの機能メニューは本機では使用できません。

隠れ測点
対辺チェックタジマ・トータルステーション

10.FUN（機能）

82

10.2

隠れた測点

説明

この機能は直接表示できない点の測定に使用し、隠れた測点用の特殊なポールを使用します。

1

d2
2

d1

P1

P0
TSOX_096

手順

P0
P1
1-2
d1
d2

器械
隠れた測点
プリズム1と2
プリズム1と隠れた測点間の距離
プリズム1と2の間の距離

1. 任意のプログラム内でFNCキーを押す
2. 機能 メニュー 2/3から

隠れ測点を選択

3. 必要に応じて、ロッドを押してポールまたはEDM設定を定義します。
隠れた測点 - ロッド
の設定

項目

説明

測定モード

測定モードの変更が可能です。

プリズム種類

プリズム種類を変更します。

プリズム定数

ミラー定数を表示します。

ロッド長

隠れた測点用ポールの合計長。

距離R1-R2

プリズムR1の中心からプリズムR2の中心までの間隔。

測定精度

測定 許容誤差の値を超えると、警告が発行されます。

次のステップ

隠れた測点画面で、オールを使用して1番目と2番目のプリズムを測定すると、隠れた測点
結果画面が表示されます。

隠れた測点 結果

隠れた測点のX、Y、Z座標を表示します。

新規
隠れた測点画面に戻ります。
終了
結果を保存し、メインメニューへ戻ります。

タジマ・トータルステーション

10.FUN（機能）

83

10.3

トラッキング

手順

1. 任意のプログラム内でFNCキーを押す
2. 機能メニュー 2/3から説明

トラッキングを選択

この機能は、トラッキング測定モードの有効/無効を切り替えます。 この機能を有効にできるのは、EDMモードとプリズム種類が同じ場合のみです。
測定モード

トラッキングモード オフ <=> トラッキングモード オン

プリズム

プリズム標準 ⇔ プリズムTRK もしくはプリズム高速 ⇔プリズムTRK

ノンプリズムノンプリ標準 ⇔ ノンプリTRK☞

器械のスイッチをオフにすると、最後に有効な測定モードの設定が保持されます。

10.4

後視の確認

説明

この機能を使用すると、器械点のセットアップに使用する点を再度測定できます。
これは、複数の点の測定後に器械点の位置が依然として正しいかどうかを確認する場合に便
利です。

手順

1. 任意のプログラム内でFNCキーを押す
2. 機能メニュー 3/3から

後視点の確認☞

後視確認を選択

この画面は、測 設画面とまったく同じですが、使用可能な点名が前回の方向角設定に使用した点に制限される点が異なります。この画面については、"8.5 測 設"を参照してください。
ローカルの交会により器械点をセットアップする場合、リストから使用する点の座標系を確認してください。

タジマ・トータルステーション

10.FUN（機能）

84

11

コード付け

11.1

コーディング説明

コードには記録した点の情報が含まれています。コードを使って点を特定のグループに割り当て、その後の処理を単純化することができます。
コードはコードリストに保存され、各コードリストは最大200個のコードをサポートします。

コードリストの作成 ・コードリストを作成できます。
器械本体 :メインメニューから管理を選択 管理 メニューからコードを選択・コードリストを介して入力/出力できます。
"12.3 データの入力"および"13.2 データの出力"を参照してください。
・コードリストに登録されているコードの数
FlexFieldを使用した場合は500個まで作成できます。
GSIコードコードは常に、点と直接リンクしていないフリーコード（WI41-49）として保存されます。
コードは設定に従って、測定前および測定後に保存されます。
コードはCode : フィールドに表示されている限り、測定ごとに常に記録されます。コードを記録しない場合は、Code : フィールドをクリアする必要があります。コードフィールドが自動的にクリアされるよう設定することができます。"5.3 データ設定"を参照してください。

手順•• 次の操作をします。
1.メインメニューからプログラムを選択し、座標測定を選択する。

2.F4スタート後に↓を押してコードを表示させ、コードページに変更します。
コーディング

記録
測定なしでコードを即座に記録します。
追加
入力したコードをコードリストに追加します。
リスト
内部メモリー内のすべてのジョブまたはフォーマットを一覧表示します。
確定
次の測定でコードを記録します。
項目

説明

検

コード名
入力すると、ファームウェアが一致するコード名を検索し、コードフィールドに表示します。一致するコード名が存在しない場合、この値
は新規のコード名になります。これを追加するには、追加を押します。

索

コード

既存のコード名のリスト。

詳細追加の摘要。

Info 1 ～ Info 8 追加の情報行、自由に編集可。コードの属性の説明に使用されます。

タジマ・トータルステーション 11.コード付け

85

コードの延長/編集

各コードには説明と、最長16文字からなる最大8個の属性を割り当てることができます。
既存のコード属性は、Info 1 ～ Info 8フィールドに表示され、自由に上書きできますが、以下の例外があります。
•• 属性に「固定」ステータスを割り当てると、上書きを禁止できます。上書きも編集もできません。
•• 属性に「必須」ステータスを割り当てると、入力または確認が必要になります。
•• 属性に「普通」ステータスを割り当てると、自由に編集できます。

タジマ・トータルステーション

11.コード付け86

12

ツールメニュー

12.1

器械の点検調整説明

調整 メニューには、器械の電子的調整と調整リマインダーの設定に使用するツールが表示されます。このツールで、簡単に器械の測定精度を保守することができます。

手順

1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニューから点検を選択

3. 調整画面からナビゲーションキーを使用して点検調整項目を選択します。
調整オプション

調整画面には、複数の調整オプションがあります。
メニューの選択説明

視準軸の補正"14.3 視準線と鉛直分度の誤差の調整"を参照してください。

鉛直分度の補正"14.3 視準線と鉛直分度の誤差の調整"を参照してください。

コンペンセータの補正"14.4 コンペンセータの調整"を参照してください。

チルチング軸の"14.5 チルチング軸の誤差の調整"を参照してください。

現在の設定値を表示

視準軸コリメーション誤差、鉛直角誤差、および傾き軸に設定されている、現在の調整値を表示します。

調整お知らせ
間隔の設定

最後に調整が行われてから次回調整迄の期間を定義します。以下のオプションがあります: 無し、2週間、1カ月、3カ月、6カ月、12カ月。
定義された期間に達すると、次に器械がオンされたときにメッセージが表示されます。

補正

12.2

スタートUP

説明

スタートUP時にユーザー希望のプログラムを立ち上げる設定です。器械のスイッチオン後のコンペ&求心画面の後に、メインメニューではなく、特定の画面を表示できます。

手順

1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニューからスタートUPを選択

自動起動の手順☞

1. スタートUP設定画面で記録を押します。
2. 確定を押して情報メッセージを確認し、記録プロセスを開始します。
3. 次のキー入力が保存されます。最大64個のキー入力を保存できます。記録を終了するには、ESCキーを押します。
4. 自動起動スタートアップをオンに設定すると、器械のスイッチオン後に保存されたキー入力が自動的に実行されます。
スタートアップ機能は、キーを手動入力するのと同様に作用しますが、この方法では、一部の器械設定は適用できません。
EDMの自動設定などの関連する入力 : プリズム高速器械のスイッチオン後には、実行できません。

タジマ・トータルステーション

12.ツール87

12.3

システム情報説明

システム画面には、器械、システム、ファームウェアの情報、および日時の設定が表示されます。
サポートへのお問い合わせでは、機種、シリアルナンバー、装置番号、ファームウェ
アバージョン、ビルド番号などの器械に関連した情報をお知らせください。

☞

手順

システム情報1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニューからシステムを選択ページ1/4 システム情報
この画面には、器械およびオペレーティングシステムに関する情報が表示されます。

リセット
すべての設定をシステムのデフォルトにリセットします。
オプション
ハードウェア関連オプションを表示します。
ページ2/4

情報項目

説明

ファームウェア

器械にインストールされているファームウェアのバージョン番号を表示します。

ビルドナンバーファームウェアのビルド番号を表示します。

EDMファームウェア EDMファームウェアのバージョン番号を表示します。
OS

タジマ・トータルステーション

器械のオペレーティングシステムを表示します。

12.ツール88ページ3/4 メモリー情報
ジョブ内に保存されている器械点および座標データの数、ジョブ内に記録されている測点な
どのデータブロックやコードの数、占有メモリースペースなどのジョブに固有のメモリー情報を表示します。
項目説明

フォーマット

内蔵メモリー
内蔵メモリーをフォーマット（初期化）する場合、先に重要な情報はPCへバックアップしてください。ジョブ、フォーマット、コー
ドリスト、設定ファイル、アップロードされた言語、ファームウェ
アは全て削除されます。
デフラグ
デフラグが自動的に実行されますが、メモリーは時間の経過とともに断片化します。器械のパフォーマンスを維持するために、定期的に内部メモリーをフォーマットしてください。

タジマ・トータルステーション

12.ツール

89

12.4

PINによる器械の保護

説明

器械をPIN（Personal Identification Number）で保護できます。PINプロテクションが作動していると、器械の起動前には常にPINコード入力が促されます。誤ったPINを5回入力すると、Personal UnblocKing（PUK）コードを要求されます。このPUKコードは、器械の納入書に記載されています。

PINコードの作動手順

1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニューからPINを選択☞器械のロック手順

3. PINプロテクションを有効にするには、PINコード使用 : を設定します。オン
4. 個人用のPINコード (最大6桁の数字) を新規PINコードフィールドに入力します。
5. 確定で確定します。
これで、器械は不正使用から保護されました。ご使用の際は、器械の電源を入れた後にPIN
コードを入力してください。
PINプロテクションの作動中は、どのプログラムからでも器械の電源を切らずに器械をロックできます。
1. 任意のプログラム内でFNCキーを選択します。
2. 機

能 メニューから

PINロックを選択

PUKコードの入力誤ったPINを5回入力すると、システムからPersonal UnblocKing（PUK）コードを要求されます。このPUKコードは、器械の納入書に記載されています。
正しいPUKコードを入力すると、器械が起動し、PINコードはデフォルト値0およびPINコー
ド使用にリセットされます。オフ。

PINコードの作動停止手順1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニューから

PINロックを選択☞

3. PINコード : で現在のPINを入力します。
4. 確定を押します。
5. PINコード使用設定によるPINプロテクションを無効化 : オフ
6. 確定で確定します。
これで保護が解除されました。

タジマ・トータルステーション

12.ツール

90

13

データ管理

13.1

管理

手順

メインメニューから

管理

管理 メニューは、データフィールドの入力、編集、確認、削除のすべての機能を備えます。

管理を選択

メニュー項目説明

ジョブ

ジョブの表示、作成、削除を行います。ジョブは、座標データ、測定、コードなど、各種データの集まりです。ジョブの定義はジョブ名とオペレー
ターにより構成されます。作成の日付と時刻がシステムにより生成され
ます。

座標データ

座標データの表示、作成、編集、削除を行います。有効な座標データには少なくとも点名と座標（X、Y、またはZ）が含まれています。

測定データ

測定データを表示、編集、および削除します。内部メモリー内にある測定データを、特定の測点検索を行うか、ジョブ内の全ての点を表示して検索することができます。点名、hr、コード、コードの詳細を編集できます。
点の詳細を編集すると、新しい計算にはすべてこの新しい点の詳細が使用されます。ただし、点の元の座標に基づいて以前に保存した計算結果は更新されません。

☞
コード

コードの表示、作成、編集、削除を行います。各コードには説明と、最長16文字からなる最大8個の属性を割り当てることができます。

フォーマット

データフォーマットファイルの表示と削除を行います。

データ削除

個別のジョブの削除、特定のジョブの座標データおよび測定データの削
除、メモリー内の全てのジョブの削除を行います。
メモリーの削除は取り消しできません。メッセージを確認すると、全てのデータが恒久的に削除されます。

☞

タジマ・トータルステーション

13.データ管理

91

13.2

データの出力説明

ジョブデータ、フォーマットファイル、設定セット、コードリストを器械の内部メモリーから出力することができます。データの出力は以下の方法で行います。
RS232シリアルインターフェイス
ノートパソコンなどの受信機を付属のデータ通信ケーブルを使用してRS232ポートに接続します。受信機には、他のサードパーティー製ソフトウェアが必要です。
受信装置のデータ処理速度が遅ければ、データが失われる可能性があります。この種のデータ転送では器械に受信装置の処理能力の情報が伝えられることはありません（無手順）。そのため、この種のデータ転送では、転送が正しく行われたかどうかをチェックすることはできません。

注意

手順

☞

1. メインメニューから
2.

転送を選択

データ出力を選択します。

データ出力

検索
内部メモリー内のジョブまたはフォー
マットを検索します。
リスト
内部メモリー内のすべてのジョブまたはフォーマットを一覧表示します。
項目

説明

出力先

RS232シリアルインターフェイス

データ転送するデータタイプ。

ジョブ

すべてのジョブ関連データを出力するか、ジョブデータファイルを1つだけ出力するかを選択します。

ジョブ選択

選択されたジョブまたは線形計算ファイルを表示します。

フォーマット

データ : の場合 フォーマット
全てのフォーマットを出力するか、フォーマットを1つだけ出力するかを選択します。

フォーマット名

フォーマット : の場合 単独のフォーマット
転送するフォーマットの名前

タジマ・トータルステーション

測点、座標点、測点と座標点

13.データ管理92

データ出力の手順☞

1. 出力の詳細を選択してから、データ出力画面で確定を押します。
2. データフォーマットを選択してファイル名を入力し、確定または送信を押します。
3. データの正常出力を確認するメッセージが表示されます。

測定データは機械で時系列に1行ごとに保存されます。XMLデータフォーマットと他のフォーマットファイルでは、データは時系列では出力されず、個別のブロックにソートされます。XMLデータフォーマットまたは他のフォーマットファイルでのデータ出力時には、器械では必要なデータが見つかるまでメモリー全体を検索する必要があります。したがって、
データ転送時間はフォーマットに応じて異なります。データ転送速度が最高なのは、GSIデー
タフォーマットです。

出力可能なジョブ
ジョブデータは、APAV1、APAV2、XML、DXF、GSI、IDEX、dxf、gsi、csv、xmlファデータフォーマット イルタイプで出力できます。
RS232でのジョブデータ出力例（GSI）
データ設定の測点では、データセットは以下のようになります
11....+00000D19

21..022+16641826

22..022+09635023

31..00+00006649

58..16+00000344

81..00+00003342

82..00-00005736

83..00+00000091

87..10+00001700

GSI-ID

GSI-IDの続き

11

フィールド

41-49

コード/属性

21

水平方向

51

ppm [mm]

22

鉛直角

58

ミラー定数

25

方向角設定

81-83

ターゲット点の座標（X、Y、Z）

31

斜距離

84-86

器械点の座標（X、Y、Z）

32

水平距離

87

プリズム高

33

高低差

88

器械高

13.3

データの入力説明

新規データの作成には、各プログラムメニューでの新点の測定や座標入力の他にデータ出力と同様に付属のデータ通信ケーブルを使用して器械内に入力することもできます。送信機にサードパーティー製ソフトウェアが入っていることが必要です。取り込むジョブを作成し、そのジョブを選択しておくだけです。あとはケーブルを繋ぐだけでデータが入力されます。

☞【座標データ】
測量CAD → APA-SIMA → 器械本体
※APA-SIMA の他にも、座標SIMA/CSV/DXFなどの取り込みも可能ですが、送信機側のシステムが対応している必要があります

タジマ・トータルステーション

13.データ管理9314

点検および調整

14.1

概要

説明

タジマトータルステーションTT-027は、最良の品質を実現できるように製造・組み立て・調整されています。急激な温度変化、衝撃、圧力などが原因で、器械の精度が正常な範囲を逸脱して低下することがあります。したがって、時々、器械を点検・調整することを推奨します。この点検・調整は、現場で特定の測定手順を行うことで実施できます。この測定手順については以降の章で説明しており、説明に従って慎重かつ正確に実施する必要があります。
器械のその他の誤差や機械部品は、機械的に調整できます。

電子的調整

以下の機械誤差は、電子的に点検および調整することができます。
•• 水平コリメーション誤差、すなわち視準軸誤差•• 鉛直角誤差、同時に電子レベル•• コンペンセータの縦・横軸の指標誤差（インデックスエラー）•• チルチング軸の誤差

☞
機械的調整

☞

14.2

☞

上記の誤差を決定するには両方のフェイスを測定する必要がありますが、手順はどちらのフェイスからでも開始できます。
以下の器械部品は、機械的に調整することができます。
•• 器械の円形気泡管•• レーザー求心装置.
製造過程において、器械誤差は慎重に決定され、0に設定されます。上記に述べた通り、この誤差は変化する可能性があり、以下の場合には再決定することを強くお勧めします：•• 器械の最初の使用前•• 高精度の測定を行う前•• 振動が加わった輸送または長期間の輸送後•• 長期間の使用または保管後•• 現在の環境温度と前回のキャリブレーション時の温度との差が10°Cを超える場合。

準備
器械誤差の決定前に、電子レベルを使って器械を整準します。コンペ&求心は、機器の電源を入れたときに表示される最初の画面です。
整準盤、三脚、地面が極めて安定した状態で、振動やその他の障害から安全に保護されていなければなりません。

☞☞

片側で熱膨張が起きるのを避けるため、器械を直射日光から保護します。
作業を開始する前に、器械を外気温に慣らす必要があります。必要な時間は、保管場所と作業環境の温度差1°Cごとに2分（最低15分）として計算してください。

タジマ・トータルステーション

14.点検および調整

94

14.3

視準線と鉛直分度の誤差の調整

視準軸誤差

視準軸誤差、すなわち水平コリメーション誤差は、チルチング軸と視準線の間の垂線からの隔たりを表します。水平方向に対する視準軸のコリメーション誤差は、鉛直角とともに増加
します。
d

c
b

a) チルチング軸b) チルチング軸の垂線c) 水平コリメーションエラー、または視準線誤差d) 視準線a

TSOX_062

鉛直角誤差

視準線が水平なときに、鉛直分度の読みが正確に90°であることが必要です。読みがこの値からずれている場合、それを鉛直角誤差と呼びます。これは、全ての鉛直角の読み取り値に
影響
a
b

d

a) 器械の機械的な鉛直軸(別名 : 直立軸)b) 鉛直軸に直交する軸。b<Tab/>鉛直軸の垂線c) 鉛直角の読み取り値は90°ですcd) 鉛直角誤差
鉛直分度の誤差を割り出すことによって、電子レベ
ルが自動的に調整されます。

☞
TSOX_063

手順☞

1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニューから点検を選択•• 視準軸の補正または、・鉛直分度の補正•• EDM設定
視準線の誤差と鉛直分度の誤差の補正に必要な手順と条件は同じであるため、手順の説明は1回のみとします。

タジマ・トータルステーション

14.点検および調整

95

点検調整手順1. 点検および調整手順"4 操作" - "電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照してください。
水平角が5°以内にある器械から約100m
離れた点を視準します。

2.
0m

0
~1

± 5°

TSOX_064

3. 記録を押して、ターゲット点を測定します。
4.

望遠鏡の向き180°

器械を反転させてターゲットを視準します。
180°

（正）

（反）

☞
☞

TSOX_065

水平視準の確認のために、水平線と鉛直線の差が表示されます。
5. 記録を押して、ターゲット点を測定します。
新旧の値が表示されます
6. 次の操作•• 詳細を選択して2回目の測定を行います。登録される値は1回目と2回目の平均値となります。
•• 確定で値を採用します。
•• ESCキーを選択すると新規の値を登録せずに終了します。
メッセージ

以下に、表示される重要なメッセージまたは警告を示します。
メッセージ

説明

鉛直角が調整範囲内でないか正反の向きが違っています

鉛直角が必要な水平角/視準線から外れているか、またはフェイ
スIIで鉛直角がターゲット点から5°以上外れています。鉛直角が必要な水平/視準線からずれているか、反で鉛直角がターゲット点から5°以上ずれています。少なくとも5°の精度でターゲット
点を視準します。

制限を超えました
以前の値を保持します

許容範囲外の計算値。計算で求めた値が許容範囲外です。少なく
とも5°の精度でターゲット点を視準します。

正反の水平角制限エ
ラー範囲外です

フェイスIIの水平角が、ターゲット点から5°以上外れています。
反の水平角がターゲット点から5°以上ずれています。少なくとも5°の精度でターゲット点を視準します。

設定時間を超えました
調整をやりなおしてく
ださい

結果の保存に対する測定間の時差が15分を超えています。測定と結果の保存の間の時間差が15分を超えています。少なくとも5°の精度でターゲット点を視準します。

タジマ・トータルステーション

14.点検および調整

96

14.4

コンペンセータの調整

コンペンセータの
指標誤差

a

b
b
c

a

a) 器械の機械的な鉛直軸 (別名 : 直立軸)b) 求心線c) 補正機能インデックスエラーの縦成分 (l)d) 補正機能インデックスエラーの横成分 (t)d

TSOX_141

指標誤差：インデックスエラー (l、t) は、器械の鉛直軸と鉛直線が平行であるものの、補正機能と円形気泡管のゼロ点が一致しない場合に発生します。校正プロシージャが、補正機能のゼロ点を電子的に調整します。
望遠鏡の方位角の縦成分と望遠鏡に垂直の横成分は、器械の2軸自動補正装置の平面を定義します。
縦方向の自動補正装置の誤差 (l) は、鉛直分度の誤差と同様の影響を与え、すべての鉛直角の読み取り値に影響します。
横方向のインデックスエラー (t) は、チルチング軸誤差と類似しています。このエラーの水平角の読み出し値の影響は、水平位置では0で、視凖が急角度になるに従って大きくなります。
手順

1. メインメニューからツールを選択2. ツールメニュー メニューから

☞

点検を選択

3. コンペンセータの補正を選択します。
ステップ

説明

1.

点検および調整手順"4 操作" - "電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照
してください。

2.

記録を押して、最初のフェイスを測定します。ターゲットを視凖する必要はありません。

3.

記録 もう片方の面で測定を行い記録を押します。

☞
4.

タジマ・トータルステーション

1つ以上の誤差が事前定義された限度を超える場合、このプロシージャを繰り返す必要があります。現在の実行のすべての測定が不合格となり、前回の実
行結果と共に平均化されません。
ターゲットを測定します。
算定された調整誤差の標準偏差は、2回目の実行後に計算できます。

14.点検および調整

97

14.5

チルチング軸の誤差の調整

説明

チルチング軸の誤差は、機械のチルチング軸と鉛直軸の垂線の間の偏差により発生します。
チルチング軸の誤差は、機械的なチルチング軸と鉛直軸に正対する線とのずれから生じます。
この誤差を決定するためには、水平面より大幅に上方または下方にあるターゲットをポイン
トする必要があります。

☞
手順

この誤差を決定するには、水平線よりもずっと上または下にあるターゲットをポイントする必要があります。
1) メインメニューからツールを選択2) ツールメニューから点検を選択

3) チルチング軸の補正を選択します。
1. 点検および調整手順"4 操作" - "電子気泡管を使用した器械整準の手順"を参照してください。
2.
•• 水平面の少なくとも27°の範囲内にある器械から約100m離れた点を視準します。

+27°

°

90

V=

-27°

TSOX_066

3. 記録を押して、ターゲット点を測定します。
4.

180°

•• 器械を反転させてターゲットを視準します。

180°☞ 水平視準の確認のために、水平線と鉛直線の差が表示されます。
5. 記録を押して、ターゲット点を測定します。
☞ 新旧の値が表示されます。
TSOX_065

6. 次の操作•• 詳細を選択して2回目の測定を行います。登録される値は平均値です。
•• 確定を選択して新規データを保存します。
•• ESCキーでデータを登録せずに終了します。
メッセージ"14.3 視準線と鉛直分度の誤差の調整"と同じメッセージまたは警告が表示される場合があります。

タジマ・トータルステーション

14.点検および調整

98

14.6

器械の円形気泡管の調整

円形気泡管の調整手順

1

3

TSOX_067☞

1. 器械を三脚に固定します。電子レベルを有効にするには、器械の電源を入れます。傾き補正がオンに設定されている場合は、コンペ&求心画面が自動的に表示されます。あるいは、任意のプログラムからFNC（機能）キーを押して整準を選択します。
2. 器械の気泡は中央に配置する必要があります。
気泡が設定円から外れている場合は、付属の6角レンチで調整ネジを回して気泡を設定
円の中央に配置します。
3. 手順を繰り返す。
円形気泡管の中心が合ってそれ以上の調整が不要になるまで手順を繰り返します。

タジマ・トータルステーション

14.点検および調整

99

14.7

☞

レーザー求心装置の調整
レーザー求心装置は器械の鉛直軸に内蔵されています。
外部要因により調整が必要な場合は、タジマメンテナンスセンターにお問い合わせください。

レーザー求心手順

4

1

360°
Ø 2.5 mm / 1.5

3
5 3 mm / 1.5 m
TSOX_068

1. 地上約1.5 mの三脚上に器械を固定して水平調整します。
2. 器械でレーザー求心装置を有効にするには、器械の電源を入れます。傾き補正がオンに設定されている場合は、レーザー求心装置は自動的に有効になり、コンペ&求心画面が表示されます。あるいは、任意のプログラム内でFNC（機能）キーを押し整準を選択します。
レーザー求心の検査は明るく平坦な場所でペーパーシートなど使用して行ってください。
3. 地上の赤色のレーザースポットの中心にマークを付けます。
4. 器械をゆっくりと360度回転させて、注意深くレーザーマークの動きを観察します。
レーザースポットの中心が描く軌跡の最大の直径は、3mm(高さ1.5m)を超えな
いようにしてください。
5. レーザースポットの中心が目視で確認できるほど円運動を描いているか、または、最初にマークした点から3 mm以上離れた場合、お近くのタジマメンテナンスセンターにお問い合わせください。
検査の環境によりますが、レーザードットの大きさは変化します。1.5 mの高さでの推定される平均直径は2.5 mmです。

☞
☞

14.8
三脚の手入れ手順

三脚の点検
1

2

3
TSOX_1221) 六角レンチもしくはスパナを使って六角ネジを中程度に締めます。
2) 三脚の脚頭部を持って持ち上げたとき、脚の広がりがそのままの状態を保つようにネジを締めてください。
3) 三脚の脚の六角ネジを締めます。

タジマ・トータルステーション

14.点検および調整

100

15

15.1

☞
☞

取り扱いと輸送

お手入れ

メモリーは時間の経過とともに断片化します。器械のパフォーマンスを維持するために、定期的に内部メモリーをフォーマット（初期化）してください。
長く製品を使用していると可視光レーザーのターゲットラインにずれが生じる可能性があります。基線上でターゲットラインを確認ください。必要であれば、タジマメンテナンスセン
ターへ調整を依頼してください。

15.2

輸送

作業現場での輸送作業現場で器械を輸送する場合、必ず次の指示に従ってください。
•• 器械は必ず専用のコンテナに入れる。

車両による運搬

車両で運ぶときには器械をしっかりと固定し、衝撃と振動を与えないようにしてください。
器械は必ず専用のコンテナに入れて、固定して輸送してください。

輸送

器械を列車、航空機、船舶などで輸送する場合は、ご購入の際の専用のコンテナ、およびダ
ンボール箱（または同等品）を必ず使用して、衝撃と振動から器械を保護してください。

バッテリーの運搬、 バッテリーを運搬または輸送する場合、本製品の取扱責任者には、関係する国内法、国際法
輸送を責任もって遵守させる必要があります。運搬または輸送の前に、地元の運送業者または貨物輸送会社に相談してください。
現場での点検調整取扱説明書の指示に従って、定期的に（特に製品の落下、長期間の保管、輸送の後）テスト
測定および現場での調整を実行してください。

15.3

保管

製品

器械を保管する場合、特に夏期に自動車の中で保管する場合は、保管中の温度に注意してください。温度制限については、"テクニカルデータ"を参照してください。

現場での点検調整取扱説明書の指示に従って、定期的に（特に製品の落下、長期間の保管、輸送の後）テスト

リチウムイオンバッテリー•• 保管温度の範囲については、"テクニカルデータ"を参照してください。
•• バッテリーは、器械および充電器から外して保管してください。
•• 保管後に使用する場合は、再充電をしてください。
•• バッテリーは水濡れおよび湿気から保護してください。水で濡れたバッテリーは、乾燥後に保管または使用してください。
•• バッテリーの自己放電を最小限に抑制するため、乾燥した場所で、0℃～ +30℃の温度範囲で保管することを推奨します。
•• 推奨温度範囲で保管すると、バッテリーは充電率40% ～ 50%の状態を最長1年間にわたり保つことができます。この保管期間が経過した後は、バッテリーを再充電する必要があります。

測定および現場での調整を実行してください。

タジマ・トータルステーション

15.取り扱いと輸送

101

15.4

清掃と乾燥

対物レンズ、接眼レ •• レンズあるいはプリズムのほこりはブロワーで吹き飛ばしてください。
ンズおよびプリズム •• ガラス部分に、決して指で触れないでください。
•• 清掃には必ず清潔で柔らかく、糸くずの出ない布を使用してください。必要に応じて、布を水または高純度アルコールで湿らせて使用してください。その他の液体は、ポリマー材の部分を損傷する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
プリズムの曇り

プリズムの温度が外気温よりも低い場合、曇りやすくなります。単純にプリズムを拭くだけでは不十分です。上着の内側や車両の内部にしばらくの間、放置して、外気温に慣らしてく
ださい。

濡れた製品

40°C未満の温度で、製品、輸送ケース、発泡緩衝材、アクセサリーを乾燥させ、清掃してください。バッテリーカバーを取り外して、バッテリー収納部を乾燥させます。すべてが完
全に乾くまで、輸送ケースには戻さないでください。作業現場で使用する場合は、必ず輸送ケースを閉じてください。

ケーブルとプラグ

プラグは清潔にして、決して濡らさないでください。接続ケーブルのプラグに入った埃は吹き飛ばしてください。

タジマ・トータルステーション

15.取り扱いと輸送

102

16

テクニカルデータ

16.1

角度測定

精度

角度精度

標準偏差 Hz、V、

ディスプレイ分解能["]

ISO 17123-3

["]

[°]

1

0.1

0.00012

0.1

0.00013

0.1

0.000150.1

0.00017

0.1

0.0001

特性

アブソリュート、連続測定、直径。0.1 ～ 0.3 sごとに更新。

16.2

プリズムによる測距

測距範囲

プリズム

●TT-027付属品

測距範囲A

測距範囲B

測距範囲C

※ライカジオシステムズ社製（別売）

[m]

[m]

[m]

標準プリズム（GPR1）※

1800

3000

3500

3プリズム(GPR1)※

2300

3000

3500

360°プリズム(GRZ4、GRZ122)※ 800

1500

2000

反射シート60 mm x 60 mm
プリズムモード
ノンプリズムモード, R500
ノンプリズムモード, R1000

150
300
600

250
500
1000

250
>500
>1000

ミニプリズム(M10PM)●（800）（1200）（2000）

360°ミニプリズム(GRZ101)※

450

800

1000

最短測定距離

1.5 m

大気条件

範囲A ： 濃い霧（5kmの視界）または強い日差しで、大規模な陽炎が発生している状況
範囲B ： 薄い霧（約20kmの視界）または穏やかな日差しで、若干の陽炎が発生している
状況
範囲C ： 曇天、霧なし（約40kmの視界）、陽炎は発生していない状況

精度

精度は、標準プリズムを使用した測定を参照します。
EDM測定モード

標準偏差 ISO 17123-4

測定時間、代表値[s]標準1.5 mm + 2 ppm

2.4

高速

2 mm + 2 ppm

2.0

トラッキング

3 mm + 2 ppm

0.3

反射シート

3 mm + 2 ppm

2.4

レーザビームが妨げられた場合、極度の温度差が存在する場合、またはレーザービームパス
上に移動物がある場合は、ここに明記した精度が得られない可能性があります。
特性

原理：
位相測定
種類：
同軸可視光赤色レーザー
波長：658 nm
測定システム： 位相差方式を採用320 MHz

タジマ・トータルステーション

16.テクニカルデータ

103

16.3

プリズムなしの測距(ノンプリズムモード)

測距範囲

コダックグレーカード

測距範囲D

測距範囲E

測距範囲F

[m]

[m]

[m]

白色側、反射率90%

250

400

>500

灰色側、反射率18%

100

150

>250

測距範囲 :
ディスプレイの表示：

1.5 m ～ 1200 m
最大1200 m

気象条件

測距範囲D：
測距範囲E：
測距範囲F：

日差しが強く、かげろうがひどい。
日陰または空が曇っている。
地下、夜および夕暮れ。

精度

標準 測定

ISO 17123-4

測定時間、代表値 [s] 測定時間最速値 [s]0 m ～ 500 m

2 mm + 2 ppm

3-6

15

>500 m

4 mm + 2 ppm

3-6

15

レーザビームが妨げられた場合、極度の温度差が存在する場合、またはレーザービームパス
上に移動物がある場合は、ここに明記した精度が得られない可能性があります。
トラッキング測定＊

標準偏差

測定時間、代表値 [s]トラッキング

5 mm + 3 ppm

1.00＊ 精度と測定時間は気象条件、ターゲットにした対象物および測定状況によって異なりま
す。
特性

種類：
波長：
測定システム：レーザースポットの径

距離[m]レーザースポットの径、概算値[mm]307 x 1050

8 x 20100

16 x 25

タジマ・トータルステーション

同軸可視光赤色レーザー
658 nm位相差方式を採用320 MHz

16.テクニカルデータ

104

16.4

器械の一般的テクニカルデータ

望遠鏡

倍率：
開放対物絞り：
合焦距離：
視野角：

補正

4軸補正（視準軸コリメーション誤差と鉛直角誤差を使用する2軸コンペンセイタ）

水準器

角精度

設定精度

設定範囲

["]

["]

[’]

1

0.5

±4

2

0.5

±4

3

1

±4

5

1.5

±4

7

2

±4

円形気泡管の検出感度： 6’/2mm
円形気泡管の分解能： 2"

コントロールユニット 白黒画面：
カラータッチ画面
本体ポート

30x
40mm
1.7m ～ 無限遠
1°30’
2.7m（100m地点）

288 x 160 ピクセル、LCD、バックライト、8行 x 31文字、ヒー
ター付き(気温<-5°)。
320 x 240 ピクセル(QVGA)、LCD、バックライト、9行31文字、キーボードイルミネーション

名前

説明

RS232

電源、通信、データ転送用5 ピンLEMO-0
器械の底部にあります。

86.6 mm86.6 mm002726_002

316 mm
196 mm

316 mm

196 mm

本体部寸法

225 mm173.2 mm

重量

器械本体：
整準盤：
バッテリー GEB221:
バッテリー GEB222:

チルチング軸高さ

整準盤非装着時：
196 mm
整準盤付き(GDF111): 240 mm±5 mm

記録

メモリータイプ

容量[MB]

測定データ

内部メモリー2

13,500

タジマ・トータルステーション

4.2 kg ～ 4.5 kg (ハードウェアの構成による)
760 g
210 g
210 g（別売）

16.テクニカルデータ

105

レーザー求心器

タイプ：
配置：
精度：
レーザー光点の直径：

電源
内部バッテリー

可視、赤色、レーザークラス2
本体のスタンディング軸
下げ振り線からのずれ：
1.5mm（2シグマ）（本体が高さ1.5mに位置している場合）
2.5mm（本体が高さ1.5mに位置している場合）

外部電源電圧：
公称電圧12.8 V DC (範囲11.5 V ～ 14 V)（シリアルインターフェイス経由）
タイプ

バッテリー

電圧 :

容量

連続作動時間、標準＊

GEB221

リチウムイオン

7.4 V

4.4 Ah˜20 h

GEB222（別売）リチウムイオン

7.4 V

6.0 Ah

˜30 h＊ 気温25℃での30秒ごとの単一測定値に基づきます。バッテリーが古い場合、連続作動
時間はこれよりも短くなることがあります。
環境条件

温度
タイプ

動作 温度

保管温度

[°C]

[°C]

すべての器械

-20 ～ +50

-40 ～ +70

バッテリー

-20 ～ +50

-40 ～ +70

水、埃、砂からの保護タイプ

保護

すべての器械

IP55（IEC 60529）

湿度

自動補正

タイプ

保護

すべての器械

最大95%結露なきこと。
結露の影響

次の自動補正が行われます。
•• 照準線誤差•• 鉛直角誤差•• チルチング軸誤差•• 屈折•• 地球の曲率•• コンペンセータの指標誤差•• スタンディング軸の傾き•• 旋回偏心

タジマ・トータルステーション

16.テクニカルデータ

106

16.5

縮尺補正

縮尺補正の使用

縮尺補正を入力することで、距離の比例換算を考慮に入れることができます。
•• 大気補正•• 平均海水面への換算•• 投影歪み

気象補正

表示される斜距離は測定時の気象条件がppm（㎜ /㎞）の値と一致していれば正確な値となります。
気象補正には以下の項目が関係します。
•• 大気圧に関する調整•• 気温
最高精度の測距を行うには、気象補正に以下を使用する必要があります :•• 1 ppmの精度•• 気温1℃•• 大気圧3 mbar

大気補正（°C）

気温（°C）、気圧（hPa）、高度（m）、相対湿度60%という条件での大気補正（ppm単位）。
600

650

700

750

800

850

900

950

1000 1050 mb
50°C

0

40°C
10
5
10
0
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

11
5
11
0

12

0

13

12

40°C

5

14

13

5

0

550 mb
50°C

30°C

20°C

10°C

20°C

10°C

0°C
-1 5
-1 0
5
-2
-2 0
-3 5
-3 0
-4 5
0

0

0°C

30°C

-10°C

-20°C
550 mb
TS_108600

5000 m 4500

タジマ・トータルステーション

4000

650

700

750

800

850

900

950

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

16.テクニカルデータ

-10°C

-20°C
1000 1050 mb
0m

107

16.6

換算公式

公式

c

b

a

a
b)
c

TSOX_126

平均海面
器械
プリズム
斜距離
水平距離
高低差

器械では、次の公式に従って、斜距離、水平距離、高低差が計算されます。器械は以下の式に従って斜距離、水平距離および高低差を計算します。水平距離および高低差の計算時に、地球の曲率（1/R）と平均屈折係数（k = 0.13）が自動的に考慮されます。
斜距離= D · ( 1 + ppm · 10
0

-6

) + mmTSOX_127

斜距離表示値（m）
D0 未補正の距離（m）
ppm 大気の縮尺補正（mm/km）
mm ミラー定数[mm]水平距離=Y-A·X·YYX

TSOX_128A

水平距離（m）＊ sinζ
＊ cosζ
ζ = 鉛直分度盤の読み取り値(1 - k/2)/R = 1.47 ＊ 10-7 [m-1]k = 0.13 (平均 屈折係数)
R = 6.378 ＊ 106 m (地球の半径)

高低差=X+B·Y2

TSOX_129

Y
X
B

タジマ・トータルステーション

16.テクニカルデータ

高差（m）＊ sinζ
＊ cosζ
ζ = 鉛直分度盤の読み取り値(1 - k)/2R = 6.83 ＊ 10-8 [m-1]k = 0.13 (平均 屈折係数)
R = 6.378 ＊ 106 m (地球の半径)

108

17

ソフトウェアライセンス契約

ソフトウェアライセンス契約

本製品にプリインストールされたソフトウェアは、著作権およびその他の法規によって保護されており、その使用はLeica Geosystemsのソフトウェアライセンス契約によって定義、規定されています。ライセンス契約には「ライセンスの範囲」、「保証」、「知的所有権」、「責任の範囲」、「その他の保証の除外」、「準拠法および管轄裁判所」などの内容が含まれますが、これに限定されません。使用者は、いかなる場合でもLeica Geosystemsのソフトウェア
ライセンス契約の条件および条項に完全に従ってください。
この契約はLeica Geosystemsのホームページ（http://www.leica-geosystems.com/
swlicense）にも掲載されています。

タジマ・トータルステーション

17.ソフトウェアライセンス契約

109

18

用語集

器械の軸
SA

ZA

KA

KA

SA
SA

V

ZA

KA
VK

Hz0
Hz

ZA = 視準線/視準軸
望遠鏡軸 = レチクルから対物レンズの中心までの線。
SA = スタンディング軸
望遠鏡の鉛直回転軸。
KA = チルチング軸
望遠鏡の水平回転軸。トラニオン軸とも呼ばれます。
V = 鉛直角/天頂角
VK = 鉛直分度盤
鉛直角を読むためのコード付き円形装置。
Hz = 水平方向
HK = 水平分度盤
水平角を読むためのコード付き円形装置。

HK
SA

TSOX_002

求心線
自動補正装置

重力の向きを示す線。自動補正装置が器械内の求心線を決定します。
TS0X_003

鉛直軸の傾斜求心線と鉛直軸がなす角度。
鉛直軸の傾きは器械誤差ではなく、正反測定では解消されません。
これによって水平方向または鉛直角が受けると思われる全ての影
響

TS0X_004

天頂角

観測者の上にある求心線上の点。

TS0X_070

レチクル

レチクル付き望遠鏡内のガラス板。

TS0X_071

視準線誤差(水平コリメーション)c

視準軸誤差(c)は、チルチング軸と視準軸の間の垂線からの偏差を表します。視準軸誤差(c)とは、チルチング軸と視準線間の垂線に対する誤差のことです。

TS0X_005

タジマ・トータルステーション

18.用語集110鉛直角誤差i

水平視準線を使用して、鉛直分度盤の読み取り値を正確に90°に設定する必要があります。視準線が水平のときに、鉛直分度の読みがぴったり90°に一致していることが必要です。

TS0X_006

チルチング軸誤差

チルチング軸の誤差は、両方のフェイスの測定間の水平回転軸内の偏差です。

TS0X_131

表示データの説明

E, N, Hhrhi

E0 , N0 , H0

タジマ・トータルステーション

18.用語集TSOX_07

器械のチルチング軸とプリズム/レーザース
ポットの中心との間の気象補正済みの斜距離
気象補正済みの水平距離
器械点と後視点の間の高低差
hr
視準高
hi
器械高
E0, N0, H0
器械点のY座標、X座標、および高さの座標
E, N, H
ターゲット点のY座標、X座標、および高さの
座標

111

付録

メニューの階層

メニューの階層—— 測定—— 角度距離設定—— 角度設定—— 座標設定—— プログラム—— 器械点設定—— 放射対回（0.5対回のみ）—— 測 設—— 線のオフセット—— 曲線オフセット（別売）—— 基準面（別売）—— 辺長計算—— 交点計算（別売）—— 面積・体積計算—— REM測定—— ロード2D（別売）—— 座標測定—— 管理—— ジョブ—— 座標データ—— 測定データ—— コード—— フォーマット—— データ削除—— 転送—— データ出力
—— 設定
—— 作業
トリガーキー、ユーザーキー 1、ユーザーキー 2、自動補正、水平角補正—— 基本
Hz 時計回り、鉛直角設定、測距後固定、角度単位、角度最小桁、距離単位、
距離最小桁、気温、気圧、勾配表示法、時間(24h)、日付、形式—— データ
同点名、データ表示法、昇順/降順、コードの記録、コード、データ出力先、
出力桁数、出力形式—— スクリーン
画面照明、レチクル照明、画面ヒーター、コントラスト、自動オフ、操作ブザー、90度ブザー、測設ブザー、マップに表示、点名を表示、コードを表示、50点のみ—— EDM
測定モード、プリズム種類、ライカ定数、プリズム定数、レーザーポインタ—— インターフェース
ボーレート、データ長、パリティ、エンドマーク、ストップビット、リターンコード

タジマ・トータルステーション

メニューの階層112

—— ツール—— 点検
視準軸の補正、鉛直分度の補正、コンペンセータの補正、チルチング軸の補正、
F1現在の設定値を表示、F2調整警告表示間隔—— スタートUP—— システム
器械タイプ、シリアルナンバー、器械ナンバー、ノンプリタイプ、器械温度、
ファームウェア、ビルドナンバー、言語、EDMファームウェア、OS、ジョブ、器械点、座標データ、バッテリー、測定データ、メンテナンス契約の期限、次回の点検、ジョブ領域、システム領域—— ライセンス—— PIN
PINコード使用、新規PINコード

タジマ・トータルステーション

メニューの階層

113

索引
E

お

EDM.......................................................... 19、27、33、103
EDMの反射信号....................................................................... 35

オフセット定義...............................................................59、69
温度..........................................................................................106
温度の単位、設定..................................................................... 39

F
Fキー................................................................................17、19
FlexFieldplus.................................................................14、25
FNCキー（機能）............................................................17、82

かGSI...................................................................................31、93
GSIコード................................................................................. 85

角度単位........................................................................30、100
角度ブザー................................................................................ 32
隠れた測点................................................................................ 83
傾きおよび水平角補正............................................................. 28
画面（ディスプレイ）.............................................................. 32
換算公式..................................................................................108

P

き

G

PIN による器械の設定............................................................ 90
ppm 処理.........................................................................35、49

Q
Qコード..................................................................................... 44R
REM 測定................................................................................. 57
Road 2D.................................................................................. 79
RS232.................................. 16、18、25、31、92、105

S
ST計算＆トラバース............................................................... 77

あアイコン.................................................................................... 18
圧力の単位、設定..................................................................... 39

くえ
円形気泡管（水平器）..................................................16、105
円形気泡管の調整..................................................................... 99
エンドマーク............................................................................ 36
延長点........................................................................................ 79
鉛直分度.............................................................. 87、95、110
鉛直分度の誤差........................................................................ 95
鉛直角の誤差............................................................................ 95

タジマ・トータルステーション

気圧............................................................................................ 30
キーの説明................................................................................ 17
キーボード................................................................................ 17
器械の軸..................................................................................110
器械のセットアップ................................................................. 23
器械整準の手順........................................................................ 24
器械点設定............................................................. 41、43、45
器械の寸法..............................................................................135
器械のロック............................................................................ 90
基準円弧.................................................................................... 69
基準線........................................................................................ 58
基準面...............................................................................66、74
気象補正.............................................................. 33、35、107
気象データ、設定..................................................................... 45
90°ブザー................................................................................ 32
求心線.................................................................. 28、97、110
許容誤差.................................................................................... 83
距離の単位................................................................................ 30

索引

クイックコーディング............................................................. 44
屈折係数..................................................................................108
グラフィック記号..................................................................... 21

け
ケースの内容............................................................................ 15
検索......................................................................... 19、20、54

114

こ

せ

交点計算.................................................................................... 76
勾配表示法................................................................................ 30勾配表示器械............................................................................ 30
後方交会...........................................................................45、50
後視の確認................................................................................ 84
コーディング...................................................................44、85
コードの編集/延長................................................................... 86
コード........................................................................................ 31
コードの記録............................................................................ 31
コードリストの作成................................................................. 85
コントラスト............................................................................ 32
コンペンセータの調整............................. 87、94、97、105

清掃と乾燥..............................................................................102
責任............................................................................................... 9

操作方法...........................................................................19、22
操作ブザー................................................................................ 32
測設......................................................................... 52、61、72
測設ブザー................................................................................ 32
測定データ....................................................................91、105
測角（角度測定）................................................... 29、37、39
測距......................................................... 19、27、103、104
ソフトウェアライセンス契約...............................................109

さた

作動温度..................................................................................136
座標............................................................ 43、44、48、111
座標測定.................................................................................... 40
座標測定（放射観測）.............................................................. 51
座標データ................................................................................ 91
三脚の設置手順........................................................................ 23
三脚の点検..............................................................................100

し
時間...................................................................................30、42
視準線.................................................................. 87、95、110
視準軸..................................................... 87、95、105、110
視準高さ.................................................................................... 44
自動オフ.................................................................................... 32
自動補正................................................. 28、97、106、110
照射強度...........................................................................10、11使用制限....................................................................................... 9
使用上のご注意........................................................................... 6
出力型式.................................................................................... 31
出力桁数.................................................................................... 31
縮尺補正..................................................................................107
照射の強度.......................................................................10、11
ジョブの設定............................................................................ 42
定数............................................................................................ 34

す
水平角........................................................ 18、29、44、110
水平角補正................................................................................ 28
スタートUP.............................................................................. 87
ストップビット........................................................................ 36

そ高さの計算.......................................................................45、82
単位、設定................................................................................ 39
単独PPM.................................................................................. 33

ちチルチング軸.......................................98、105、110、111
調整リマインダー..................................................................... 87

つツールメニュー........................................................................ 87
通信パラメーター............................................................26、36て手入れ......................................................................................101
テクニカルデータ...................................................................103
転送速度...........................................................................36、93
天頂............................................................................................ 29
天頂角......................................................................................110
ディスプレイ...................................................................17、32
データの保存...................................................................25、31
データフォーマット................................................................. 92
データ出力................................................................................ 92
データ入力................................................................................ 92
データ管理................................................................................ 91
点検・調整.......................................................................87、94
点検索........................................................................................ 20
電磁障害の許容値 EMC.......................................................... 13

寸法..........................................................................................105

タジマ・トータルステーション

索引

115

と

ほ

動作温度........................................................................22、106
トラッキング................................................... 84、103、104
トラバース................................................................................ 76
トリガーキー......................................................... 16、17、28

望遠鏡............................................................................16、105
望遠鏡の向き...................................................................18、96
方向角........................................................... 41、43、45、47
放射観測.................................................................................... 51
ボーレート................................................................................ 36
保守終了日..............................................................................114
保管................................................................................94、101
保管温度..................................................................................106
ポート............................................................................36、105

な
内部メモリー...................................................... 31、89、105
ナビゲーションキー................................................................. 17に任意座標.................................................................................... 45のノンプリズム/プリズム測定の切替...............................82、84
ノンプリズム測定............... 10、18、27、33、103、104

はめ
メインメニュー........................................................................ 26
メニューの階層......................................................................112
面積およびDTM体積計算....................................................... 66

ゆ輸送..........................................................................................102

バッテリー...................... 2、9、13、15、22、101、106
パリティ.................................................................................... 36
反射信号.................................................................................... 35

ひ
日付...................................................................................30、42

ふファンクションコマンド................................................17、19
フィールド............................................................. 17、29、49
フォーマット...................................................... 89、93、101
プリズム測定...................................10、18、27、33、104
ブザー........................................................................................ 32
プリズム...........................................15、18、21、34、102
プリズムライカ定数................................................................. 34
プリズム定数............................................................................ 34

よ用語集......................................................................................110
4 軸補正..................................................................................105

れレーザークラス........................................................................ 10
レーザーポインタ............................................................34、82
レーザー求心器.................................................. 12、24、100
レーザー求心点の明るさ調整................................................. 25
レチクル..................................................................................141
レチクル照明............................................................................ 32

わワイルドカード検索.............................................. 19、20、53

へ
ヘルマート.......................................................................45、50
ヘルマート後方交会法............................................................. 45
ベースライン............................................................................ 58

タジマ・トータルステーション

索引

116

別売アクセサリー
TT用1.5インチプリズム

TT用1.0インチプリズム

TT用0.7インチプリズム

価格 55,000円+消費税

JAN:4975364 048813

価格 49,000円+消費税

JAN:4975364 048820

価格 16,500円+消費税
JAN:4975364 048837●プリズム定数：0mm●専用ケース付●プリズム定数：0mm●TT-027ケースにも同梱できます●専用ケース付●プリズム定数：0mm●コンパクトな手持ちタイプ●持ち運びに便利なネックストラップ付

TT用ピンポール 50ｃｍ×3

TT用ピンポールEX 30ｃｍ×4

TT用ピンポール 30ｃｍ×5

価格 10,000円+消費税

JAN:4975364 048851

価格 18,000円+消費税

JAN:4975364 048868

価格 15,500円+消費税
JAN:4975364 048844●本体材質：ステンレス●直径：9ｍｍ●長さ50ｃｍ×3本継ぎタイプ（石突き長さを含む）●専用ケース付●本体材質：ステンレス●直径：9ｍｍ●赤色部は特殊樹脂でコーティング
色が剥がれません。
●長さ30cm×4本継ぎタイプ（＋石突き長さ5ｃｍ）●TT-027ケースに同梱もできます●専用布ケース付●本体材質：ステンレス●直径：9ｍｍ●長さ30cm×5本継ぎタイプ（石突き長さを含む）●TT-027ケースに同梱もできます。
●専用布ケース付

TT用ピンポール石突き

TT用ピンポール水準器

TT用プリズム三脚

価格 3,000円+消費税

JAN:4975364 048875

価格 4,500円+消費税

JAN:4975364 048882

価格 24,500円+消費税
JAN:4975364 048899●TT用ピンポール専用の石突きです。
●破損・紛失時の備えに●TT用ピンポール専用の水準器です●気泡管感度：60′/2mm●ベルトで簡単に取付が可能です●TT用ピンポールを固定する
アルミ製三脚です●アーム部分がスライドし、調整が簡単に行えます●全長：900mm●全縮時：620mm●重量：約1,550g●専用ケース付

TT-M15PM

TT-MP503

TT-MPIZ

TT-M10PM2

TT-M07PM

TT-MP304EX

TT-MPLV

TT-MP305

TT-MPMSAN

使用例

品 番

価 格

JANコード（4975364～）

TT用リチウムイオンバッテリー 4.4Ah/20ｈ

TT-GEB221

20,000円+消費税

048905

TT用リチウムイオンバッテリー 6Ah/30ｈ

TT-GEB222

30,000円+消費税

048912TTバッテリー充電器 AC/DCアダプタ付

TT-GKL311

15,000円+消費税

048929TTバッテリー充電器用AC/DCアダプタ

TT-GEV192-2

3,000円+消費税

048936

品 名

三脚（平面タイプ）
STQ-YT

価格 30,000円+消費税
JAN:4975364 044341●トータルステーション
セオドライト用アルミ製三脚
全長：1,700mm
全縮時：1,060mm
平面脚頭 外径/内径：140mm/65mmφ
定芯桿径：35mm
重量：約4,200g■レーザー製品・測量器に関するお問い合わせは

0120-933297［受付時間］月曜日～金曜日 9：00～17：30※平日12：00～13：00/祝日・当社指定休日を除く※お客様へ直接訪問しての商品説明は実施しておりません。予めご了承ください。

■修理についてのお問い合わせは

0120-470282［受付時間］月曜日～金曜日 8：40～18：00※祝日・当社指定休日を除く

フリーFAX.

0120-243324