設 置 事 例

面速式超音波流量計

暗渠水路の設置事例です。専用取付金具を使用して水路に取り付けます。
各種取付方法などお問い合わせください。

相関式パルス超音波法に基づく高精度流量測定
相関式パルス超音波法で高精度に測定
水深方向をセル分割し、流速分布を測定することでさらに高精度に

外 形 図
流速・水位複合センサー

CSW-10型

変換器

開渠、暗渠、非満管、満管いずれにも適用可能

FM-10□型

データロガー機能搭載

256139230

設定はWebブラウザーで簡単操作

6.4

⏀

180

4x

4-M5十字穴付き皿小ねじ用

2702394024140

配管取付け金具固定用穴

23.5

変換器

4.5

水位M16

RJ45

4-M20216

流速※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

流速・水位複合センサー
URL : https: //www.jfe-advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場
水 環 境 事 業 部〒663-8202

兵庫県西宮市高畑町3- 48
ＴＥＬ. 0 7 9 8 - 6 6 - 1 5 0 2

東〒111-0051

東京都台東区蔵前2-17- 4（ JFE 蔵前ビル2階）
ＴＥＬ. 0 3 - 5 8 2 5 - 7 3 6 0
F A X . 0 3 - 5 8 2 5 - 5 5 91

京支社

東北支店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九州支店
東 日 本 事 業 所
西 日 本 事 業 所（ 倉 敷 ）西 日 本 事 業 所（ 福 山 ）JC-FM10-02A

ＴＥＬ. 0 2 2 - 7 1 1 - 7 5 3 5ＴＥＬ. 0 5 2 - 5 6 5 - 0 0 7 0
ＴＥＬ. 0 8 6 - 4 4 0 - 1 5 8 0ＴＥＬ. 0 9 2 - 2 6 3 - 1 6 7 1ＴＥＬ. 0 4 3 - 2 6 2 - 4 2 3 8ＴＥＬ. 0 8 6 - 4 4 7 - 4 5 9 6ＴＥＬ. 0 8 4 - 9 4 5 - 3 5 6 8ＦＡＸ. 0 7 9 8 - 6 5 - 7 0 2 5ＦＡＸ. 0 2 2 - 7 1 1 - 7 5 3 4ＦＡＸ. 0 5 2 - 5 6 5 - 0 0 7 2ＦＡＸ. 0 8 6 - 4 4 7 - 3 3 0 9ＦＡＸ. 0 9 2 - 2 6 3 - 1 6 7 5ＦＡＸ. 0 4 3 - 2 6 2 - 4 2 9 6ＦＡＸ. 0 8 6 - 4 4 7 - 4 6 0 5ＦＡＸ. 0 8 4 - 9 4 5 - 5 0 5 4
23.06.3000 Ⓙ

特 長

仕 様

流速、水位を一つのセンサーで同時に測定します。

■ 流速・水位複合センサー CSW-10型
仕様

流速測定

外部水位計と組み合わせて使用することも可能です。
相関式パルス超音波法で高精度に測定します。

測 定 方 式

相関式パルス超音波法

測 定 範 囲‑5〜+5m/s

測 定 セ ル

最大32セル（水位0.1〜1.0mまで）

測 定 精 度

±1.0%F.S.（流速1m/s以上）±0.6%F.S.
（流速1m/s未満）

あらゆる用途に対応。開渠、暗渠、非満管、満管いずれにも適用可能です。
大容量なデータロガー機能搭載。各種設定の封印機能を装備しています。

測 定 方 式

超音波伝播時間測定方式

測 定 範 囲0.05〜1.00m

測 定 精 度±2mm

センサーボディ

材質：本体 ステンレス（SUS316L）、送受波面 PEEK

使用温度範囲‑15〜50℃（凍結しない状態）

ケーブル外径Velocity‑

ケーブル外装材質 ポリエチレン
1MHz
周波数

Velocity+

測 定 原 理水路内の流速および水位を測定し、平均流速と流体断面積と補正係数により流量を求める方式です。
流速・水位複合センサーを水路底に設置し、一つのセンサー筐体で水路内の流速および水位を同時に測定します。
流速は、時間差を与えた超音波パルス対を水中に送信し、水中の懸濁物からの反射波を受信して、その受信波の到達時間差と流体中の音速から求めます。
（相関式パルス超音波法）
さらに、水深方向を最大32個の測定セルに区切って、測定セル毎に時間差を与えた超音波パルス対を送信して測定セル毎（流速測定セル）の流速、すなわち流速分布を求め、水深方向の平均流速を計算します。
水位は、水深（鉛直）方向に超音波を送信し、水面で反射した超音波を受信するまでの伝搬時間から求めます。

約0.4kg（ケーブル含まず）■ 変 換 器 FM-10□型
入力項目

入力部
セ ン サ ー1台：流速・水位複合センサー

アナログ入力4点：DC4〜20mA（入力抵抗100Ω以下）AI1,2は、2線式水位計（DC4〜20mA）に設定可能
供給電圧DC24V、max200mA

デジタル入力2点：フォトカプラー絶縁
内部抵抗2ｋΩ（DC12〜24V，max12mA）
出力項目

出力部

4点：無電圧接点（DC60V，1A）

デジタル出力
最大32セル

H：水位測定超音波
流速V=cΔt/2T

パルス2

パルス送信時間差：Ｔ

到達時間差：Δt
V：流速測定超音波

平均流速

各種設定は、パソコンを接続し、WEBブラウザーで簡単操作。

2点：パルス出力
無電圧接点（DC24V，0.5A）
液晶（4行 20文字）

表示部

測定セル

16151413121110987654321※1
アナログ入力（4点）
DC4〜20mA+AⅠ1〜4※1
デジタル入力（2点）（フォトカプラー絶縁）+DⅠ1,2※1
アナログ出力（4点）DC4〜20mA+AO1〜4‑AⅠ1〜4‑DⅠ1,2‑AO1〜4NO1〜4※1
デジタル出力（4点）（定格DC60V，1A）

COM1〜44点：DC4〜20mA（許容負荷抵抗550Ω）

アナログ出力■ 測定セル毎流速分布

Shield180（W）×23.5（H）×40（D）mm

質量パルス1W Level ‑W Level +※測定原理上、水中の懸濁物質や気泡の状況により測定に影響が出る場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。

懸濁物質

temp. +

10.0mm±0.3mm

外形寸法■ 相関式パルス超音波法

temp. ‑

流速・水位複合センサー
CSW-10型

最大100m

ケーブル長

センサー内部は電子部品を内蔵しない構造のため、耐環境性に優れています。

変換器 FM-10□型

仕様

水位測定

水深方向をセル分割し、水深ごとの流速を測定することにより、高精度な測定が可能です。

設 定 操 作

機 器 間 結 線 図※1
パルス出力（2点）（無電圧接点DC24V,0.5A）+DO1,2‑DO1,2

データ 記 憶 装 置 内蔵Micro SDカード16GB、１分周期で5年分記憶可能

LAN

通信機能

Ethernet 10/100 Mbps

ハウジング

取付方法：壁掛け型
材質：本体 アルミダイカスト
カバー ポリカーボネート樹脂
保護等級：IP66相当

使用温度範囲‑15〜60℃

電源

FM-10A型：AC100〜240V
50/60Hz
FM-10D型：DC9〜36V
ご注文時に指定

消費電力

FM-10A型：約27W
FM-10D型：約12W

外形寸法

256（W）×270（H）×139（D）mm（ケーブルグランド部除く）

質量約4.4kg

電源AC85〜264V
50/60Hz
またはDC9〜36V

PortP
N
PE

+10%／‑15%□ 流量測定精度
測定値の±３〜±６％。 ・出荷時の水槽試験結果は測定値の±３％

D種接地※2※1 アナログ・デジタル入出力の詳細については、取扱説明書をご参照ください。
※2 接地端子（PE）
は、必ず接地電位（D種：接地抵抗100Ω以下を満たすこと）に接続してください。