多波長励起蛍光光度計

特許取得

Multi-Exciter

励起
スペクトル

圧力濁度

水温

■より正確に、より幅広く
特9波長の励起光により蛍光特性の波長分解能が高まり、蛍光測定の雑音となる濁り（散乱光）の影響が大幅に低減されたことでより正確な群集推定が可能となりました。生物付着防止のワイパー機能が標準装備され、生物活性の高い沿岸域でも安心して長期連続測定が可能です。さらに、濁度、水温、圧力センサーが搭載され、1台で多目的な観測用途に対応します。
リアルタイム観測、他のプラットフォームへの組込みが容易な有線式デジタル出力モデル、メモリーを有し自動計測記録可能なデータロガーモデルを用意し幅広い観測にご使用いただけます。

長① ９波長を用いた多波長励起② 藍藻類(アオコ等)の観測に適した波長
（570nm, 590nm）を搭載



③ 高濃度環境下でも高感度な蛍光測定   #'")'+++++++++  NX,!$(!!'%

+++++++++



kX

#'")''%

+++++++++kX (,$'%& )"'%+++++++++

  

6A><X&$$"$#''%

+++++++++ 

6A><X&,%($"$#''%

+++++++++  jX

 &$,'( ''%

+++++++++

 

$! $'%&")"'%+++++++++

   

⑤ 種組成解析のための蛍光特性 

ライブラリー機能  

⑥ 生物付着防止ワイパー標準装備       

 



⑦ 濁度、水温、深度センサー装備  


■本体仕様
タイプ

メモリータイプ

深度測定範囲0〜50m

0〜100m0〜500m0〜50m0〜100m型式

MFL05W-USB

MFL10W-USB

MFL50W-USB

MFL05W-CAD

MFL10W-CAD



通信方式

USB

RS-485

 

 



記録媒体

microSDカード（防水高速仕様）

外部通信機器に従う



測定モード

連続モード、バーストモード
連続モード「現存量と種組成の同時観測」が可能
観測条件

有線タイプ

測定間隔
測定間隔

バーストモード バースト時間'*!#'&GfEVlig HbY`\4B7A9@FWe^UT12Z/P3.ahJKd8?6<BOQ
測定データ数!!!!!!!!!
,-.#$.)(+-( !"#/$0-."$(*1#%2% !"#!!!!!!!!!



多波長励起蛍光光度計は植物プランクトンの蛍光特性を測定し、その現存量だけでなくどのような種（群集）組成で現存量が構成されているかを知ることができます。従来のク%&'()*+,*-,*■種組成分類可能な
クロロフィル蛍光光度計!!!!!!!!!
!"#$$%$&'( !"#!#)*+$%$&'( !"#!!!!!!!!!



"#$

ロロフィル蛍光光度計ではできなかった「現存量と種組成"#"の同時計測」
を多波長励起蛍光光度計は可能にします。

!!!!!!!!!
3#'4-0'#-' !"#!).0$+100' !"#!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
5.1&161(%2( !"#/-.+)$(*"'1#-2% !"#!!!!!!!!!

%&'()*+,*-,*本器は、既存のクロロフィル蛍光光度計と異なり、９つの異な0.1〜600秒

0.5/1/2/5/10/15/20/30秒から選択

1〜1,440分（1分単位で設定）

1〜1,440分（1分単位で設定）

1〜18,000個

1/10/15/20/30/60/120/180/240/300/600/1,200個から選択

電源電圧

3V
（CR-V3型リチウム電池）

消費電流/消費電力

約300mA

約900mW

寸法

φ79mm×301mm

φ79mm×244mm（ケーブルを除く）

質量

空中約1.8kg/水中重量約0.6kg

約1.6kg材質

筐体：チタン2種、光学センサー：透明エポキシ樹脂

耐圧性能

500m水深相当※3

DC12V〜24V※2※1 有線タイプは、防滴インターフェイス（AAQ-IF、P20）対応。 ※2 容量３．
３Ah。最大４個使用可能。
※3 但し、圧力センサーを除く。圧力センサーの耐圧性能は各測定深度範囲に従う。

■データ収録ソフト.#"■測定原理

有線タイプ※1 

⑧ 従来のクロロフィル蛍光光度計ではできなかった 6CC=5B_]0LID;-:2SR  & !& & !& '%

  2cM[トウェアによる自動種組成解析
④ ソフ
 


NX





メモリータイプ"#$る波長で植物プランクトンを励起し、その蛍光特性（励起蛍光スペクトル）を測定します。植物プランクトンは群集（グループ）毎に特徴的な色素組成を示し、異なる蛍光特性を持つ

"#"

/$"

0""

0$"

$""

$$"

1"" /$"

0""

ため、測定された蛍光特性には種組成（珪藻、渦鞭毛藻、
藍

0$"

$""

$$"

1""

2!,34543(-6758*&*-94:6;-<=

2!,34543(-6758*&*-94:6;-<=

各種プランクトンの励起蛍光スペクトル藻、
クリプト藻等）の情報が入力できます。本器を用いて得ら※グラフ中のプランクトンの基本スペクトルを提供可能

れた、種毎の蛍光特性をソフトウェアに入力し、数学的処理をすることにより、それぞれの現存量が推定可能です。

測定データ画面
励起スペクトル（上）とクロロフィル蛍光の時系列（下）

励起光光源■センサー仕様
測定項目
センサータイプ

励起スペクトル
蛍光測定

濁度

圧力（深度）

サーミスター

̶̶

̶

測定範囲

0〜400ppb（ローダミンWT基準）

0〜1,000FTU（ホルマジン基準）

0〜50m−3〜45℃
0〜100m0〜500m（メモリー式のみ）

精度（再現性）±2%FS（0〜100ppb）※1±5%±0.3%FS

励起光波長505、525、570、590nm

蛍光検出窓
鉛直観測例

水温

赤外光後方散乱式（LED） 半導体圧力

375、400、420、435、470、

種組成解析画面
珪藻、緑藻、藍藻の現存量推定結果

最適化手法：非負荷付き最小二乗法（NNLS）
を利用

水温センサー■寸法図●メモリータイプ●有線タイプ±0.02℃※2※1 ローダミンWT100ppbに対する励起光波長570nmの出力を100とし、その他の波長はローダミンWTの特性に合わせて規格化。
※2 校正範囲は3℃〜31℃
37

ワイパー

圧力センサー38