GeneralSpecifications

WB7531／WB7532／
WB7533／WB7534
インテリジェント視程計

WB7530 シリーズ

インテリジェント視程計は、前方 散乱 の 光 学デ ー タ か ら 視 程 （ Ｍ Ｏ Ｒ ：気 象 光 学 的 視 距 離 ）を計測します。
さらに、WB7533／WB7534 形は、前方散乱の光学デ ータ、感雨センサおよび温度 センサのデータを合わせて 処理することで、現在の天気 を判別します。降雨 、降雪の有無のみならず、霧やみぞ れなどの降水の種類も判別 でき、ＷＭＯ（世界気象機構）の定めた様式でレポート を出力します。
フィールド インフォメー ション サーバ（Fis という）や他の気象センサと組み合 わせることで 、道路気象観 測装置、総合気象観測装置を 構築できます。
＜特長＞● 視程測定範囲
WB7531／WB7533 形：10 m から 2,000 m
WB7532／WB7534 形：10 m から 20,000 m● 降水を 4 タイプに判別します（WB7533 形）。
雨、霧雨、みぞれ、雪● 降水を 7 タイプに判別します（WB7534 形）。

＜付属品＞
名
称

付 属 数

取扱説明書

1部

雨、凍雨、霧雨、氷霧、み ぞれ、雪、あられ● 降水強度、降水量、降雪量の計測機能があります＜関 連 製 品＞（WB7533／WB7534 形）。
● 視程計測には近赤外線光の 前方散乱方式を採用 し、光軸合わせの必要がなく、設 置が容易です。
● 送信部、受信部、制御部、感雨部、温度検出部が一体設計で、小型・軽量です。

＜製品コード＞
形

名

基本コード

付加コード

製品名称

WB7531 -S1-NN
WB7532 -S1-NN

インテリジェント視程計
インテリジェント視程計

WB7533 -S1-NN

インテリジェント視程計

WB7534 -S1-NN

インテリジェント視程計／03M

センサケーブル；3.5 m／08M

センサケーブル；8 m／15M

センサケーブル；15 m／35M

センサケーブル；35 m／CAL

校正ツール

名称

発信ユニット
コ ン トロ ー ラ ／ 受 信 ユニ ッ ト
コ ン トロ ー ラ ／ 受 信 ユニ ッ ト
コ ン トロ ー ラ ／ 受 信 ユニ ッ ト
コ ン トロ ー ラ ／ 受 信 ユニ ッ ト
感雨センサ
感雨センサ
校正ツール
センサケーブル
センサケーブル
センサケーブル
センサケーブル
ポールクランプキット
視程モジュール
入力端子モジュール

仕様

部品番号

全機種共通
WB7531 用
WB7532 用
WB7533 用
WB7534 用
WB7533 用
WB7534 用
全機種共通
3.5 m
8m
15 m
35 m

K5601WK
K5601WL
K5601WM
K5601WN
K5601WP
K5601WQ
K5601WR
K5601WJ
K5601WFK5601WE
K5601WG
K5601WH
K5601WS
WM8852

全機種共通
全機種共通
全機種共通

WM4521-VI

GS WB7531-00
2024.07 8 版

＜仕項様＞目＜接続ケーブル＞

WB7533
天気判別
WB7534

降水測定

WB7533
WB7534方式

測定 範 囲
視程測定
（MOR）

光 学 系

精度

計器整合性
時 定 数
更新 周 期光源波
長目に対する安全性
RS-485※

RS-232C※（保守用）

出力
アナ ロ グ

警報 出 力使用 環 境設置 条 件
保護クラス
電一般仕様

源

消費 電 力

外形寸法

質量

内
容
降水 4 タイプ（雨、霧雨、 みぞれ、雪）霧、かすみ、も や（煙性／砂 性）、
晴れ
降水 7 タイプ（雨、凍雨、霧雨，氷霧、みぞれ、雪，あられ ）霧、かすみ、も や（煙性／砂 性）、
晴れ
降水強度、降水量、降測定項 目
雪量
検出感 度

10 分以内に 0.05 mm/h

前方散乱方式WB7531：10～2,000 m
WB7532：10～20,000 m
WB7533：10～2,000 m
WB7534：10～20,000 m
10～10,000 m：±10％
10,000～20,000 m：±15％（透過率計に対して）
＋5％
60 秒
15 秒
近赤外発光ダイオード（Ir-LED）
875 nm国際基準 IEC/EN 60 825-1；1.2版に適合する目に対する安 全性
絶縁
データ出力，ステータス出 力，コマンド入力
非絶縁
データ出力，ステータス出 力，コマンド入力
形 式：電流シンク出力
レンジ：4～20 mA（出荷時 設定）／0～1 mA
要 素：視程3 ch
リレー駆動用オープンコレクタ
信号-40～＋55℃
0～100％ r.h.
耐風速 60m／s
受信ユニットへの太陽光直射は避けることIP66
本体：12～50 V DC
ヒータ：24／24 V AC
本 体：10 W
ヒータ：65 W
WB7531／WB7532：
約 695（W）×197（H）×405（ D）mm
WB7533：
約 695（W）×201（H）×405（ D）mm
WB7534：
約 695（W）×217（H）×405（ D）mm
約 3 kg

接続ケーブルは 4 種類の長さのケーブルを用意しています。ケーブル端は小型の 圧着棒端子が取り付けてあ ります。
コネクタ ケーブル
ピ ン No.
線色
12345678910111213141516
シャーシ*1*2*3

赤
黒
白
茶
緑
黄
灰
桃
青
灰/桃
赤/青
紫
白/緑
茶/緑
白/黄黄/茶シールド

信 号内 容電 源＋
電 源－
RS-485 B（ －）RS-485 A（ ＋）RS-232 TxD
RS-232 RxD
RS-232 GND
COM（ア ナ ロ グ出 力 ／ 外部 電 源）
ア ナロ グ 出 力 ＊ 1
警 報出 力 1
警 報出 力 2
警 報 出 力 3／ リ レ ー 駆 動 用 外 部 電 源 ＊ 2
ヒ ータ 電 源 ＋
ヒ ータ 電 源 ＋
ヒ ータ 電 源 －ヒ ータ 電 源 －シ ール ド

工 場出 荷 時 の設 定は 4～20 mA です 。 0～ 1 mA を使 用 するためには、コントローラ／受信ユニット内のジャンパの 設定 変 更 が必 要 で す。
工 場出 荷 時 は警 報 出力 3 で す 。 外部 電 源 入力 を 使 用す る
ためには、コントローラ／受信ユニット内のジャンパの設 定変 更 が 必要 で す 。
使用しない信号線は、他の信号線と短絡しないように処理 して く だ さい 。

＜WM8852 形視程モジュール・WM4521-VI 形入力端 子モジュールとの接続＞
標準的な接続例を示します 。

※ RS-485 と RS-232 は同 時 に は 使 用で き ま せん 。

GS WB7531-00
2024.07 8 版

２

＜ケーブルの延長＞＜動 作 説 明＞（1） 信 号 ケ ー ブ ル 、 電 源 ケ ー ブ ル を 延 長 す る 場 合 は 、（1） 視程の測定

次に示す仕様のケーブルを 推奨します。

光学ユニットは、送信ユニ ットと受信ユニットが・ 信号ケーブル45 度の角度で取り付けてあ り、両光軸の交差するシールド付ツイストペアケ ーブル、1 対サンプリングエリアの前方散乱量を計測するこ

0.5～1.25 ㎟／AWG №20～№16 推奨とで視程（気象光学的視距 離＝MOR）を算出しま

例：日立電線 CO-SPEV-SB（A）1P×0.5SQす。

・ 電源ケーブル（本体とヒータを別電源に する場合）
CVVS 1.25 mm 2 4 心、シールド付き
・ 電源ケーブル（本体とヒータを共通電源 にする場合）
VVS 1.25 mm 2 2 心、シールド付き

図1

光学システム（2） セ ン サ ケ ー ブ ル と 延 長 ケ ー ブ ル を 接 続 す る 端 子
盤には避雷素子を設けて、次の例に習って接続し（2） 天気の判別方法（WB7533／WB7534）てください。

静電容量式の感雨センサによって降水を検知します。さらに前方散乱の光 学的データと温度の測・本体とヒータを別電源に する場合定値をあわせて処理するす ることで、降水が雨か雪か、あるいはその他の降 水現象かを判別します。
この結果は WMO コードまたは NWS コードで示される気象タイプとして出 力します。
＜設 置 方 法＞
測置する環境全体を代表す る測定値を得るために、設 置場所の選定は重要です。設 置場所に関する基本条件を 下記に示します。
（1） 周 辺 の 気 象 条 件 を 測 定 値 が 代 表 す る よ う に 設 置してください。
・熱を発生したり降水を妨げるような大きなビルや構造物から、少なくとも 100 m 以上離れた場所に設置するのが理想的です。樹木は微妙な変化の原・本体とヒータを共通電源 にする場合因となることがあるので、木陰は避けてください。
（2） 設 置 場 所 は 周 囲 に 光 の 測 定 を 妨 げ る よ う な 障 害物、反射物、明白色の構造物がない場所を選んでください。
・発信ユニットと受信ユニットの見通し線上に障害物がない場所を選ぶことを お奨めします。
もし発信ユニットの光線が障害物によって反射して受信ユニットに戻った場合、反射信号と実際の散乱信号を区別できないため、センサは視程を過小表示します。反射の影響はセンサのクロスアームの向きを変えることで検知できます。反射は常にクロスアームの方向によって変化し、視程測定値はそれに従って変化しま す。
【注意】・ 潮風を受ける場所や泥はね水はねなどを受ける場所への設置は避けてください 。
・ 煙やちり・ほこりなどが多 い場所では 、送受信ユニットのレンズが汚れやすくなりますので定期的に清掃してください。

３

GS WB7531-00
2024.07 8 版

＜取 り 付 け＞
次のいずれかの方法で取り 付けてください。
（1） アームへの取り付け取付金具を使用して、寸法 40（W）×40（H）mmのアームに取り付けます。

図2

推 奨配置 －セ ンサ 取り 付けの 選択 肢（ A または B）

・ 発信ユニットと受信ユニットの光学式ユニットは（2） ポールへの取り付け

強い光源に向けないでくだ さい。受信ユニットは北取付金具を使用して、外 径 60 mm のポールに取に向けることをお奨めしま す。直射光ではなくてもり付けます。

明るすぎると測定不能にな ることがあります。このような場合、自己診断機能 により警告が発せられます。明るい昼光は受信ユニ ットのノイズレベルを引き上げます。
・ 発信ユニットと受信ユニッ トは、車両の通過で飛沫が生じる場所など、明らか な汚染源に向けないでください。レンズが汚れると センサの示す視程が過大になります。ひどい汚れは センサにより自動的に検知されます。
・ 道路での設置の場合、受信 ユニットは通過車両に向けないでください。受信ユ ニットは道路に沿って最も近い車線の走行方向に向けることが好ましい方位です。通過車両からの反 射があった場合 、冬季の降雪検知に誤りが生じるこ とがあります。
・ 河川、湖沼や池などの近辺 に設置する場合、受信ユニットは水面に向けないで ください。水面からの太陽反射光が計測に影響を与 えます。また、降雨により水溜りが出来やすい場所 についても同様です。
（3） 電源と通信回線が利用可能 なこと。
・ 設置場所を決める際には、電源と通信回線が利用可能かどうか確認してくださ い。
・ 厳しい気象条件に耐えるよ うに設計されており 、冬季の着氷や積雪防止には、フードヒータが標準で用意されています。

GS WB7531-00
2024.07 8 版

４

＜外形図＞（単位：ｍｍ）

WB7531／WB7532

WB7533φ25405405

φ256954040147
197

152201695

φ60

φ60

WB7534405

φ2540168
217695φ60＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

５

GS WB7531-00
2024.07 8 版