LECTEUR DE CHARTE
AUTOMATIQUE
FD-9
F MANUEL D’UTILISATION
Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser l’instrument.

Symboles de sécurité
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel et sur le FD-9 pour prévenir les accidents qui pourraient survenir du fait d’uneutilisation incorrecte de l’instrument.
Fait référence à une consigne concernant un avertissement de sécurité ou une remarque. Lisez attentivement la consigne pourvous assurer d’une utilisation correcte et sans danger.
Fait référence à une consigne concernant un risque d’électrocution. Lisez attentivement la consigne pour vous assurer d’uneutilisation correcte et sans danger.
Fait référence à une consigne concernant un risque d’incendie. Lisez attentivement la consigne pour vous assurer d’uneutilisation correcte et sans danger.
Fait référence à une action interdite. Cette action ne doit jamais être effectuée.
Fait référence à une consigne. Cette consigne doit être strictement observée.
Fait référence à une action interdite. Ne jamais démonter l’instrument.
Fait référence à une consigne. Assurez-vous de débrancher l’adaptateur secteur de la prise de c.a.
Ce symbole signifie courant alternatif (c.a.).
Ce symbole signifie courant continu (c.c.).

Remarques sur ce manuel• La copie ou reproduction de tout ou partie de ce manuel sans l’autorisation de KONICA MINOLTA est strictement interdite.
• Le contenu de ce manuel est modifiable sans préavis.
• Toutes les précautions ont été prises lors de la préparation de ce manuel pour garantir la précision de son contenu. Cependant, si vous
avez des questions ou constatez des erreurs, veuillez contacter votre distributeur ou un service de maintenance agréé par KONICAMINOLTA.
• KONICA MINOLTA n’acceptera aucune responsabilité pour des conséquences découlant de l’utilisation de cet instrument.

iConsignes de sécurité
Pour assurer une utilisation correcte de cet instrument, veuillez lire attentivement les points suivants et les respecter. Après avoir lu ce
manuel, rangez-le dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver pour vous y reporter chaque fois qu’une question se présentera.

AVERTISSEMENT Le non-respect des points suivants peut entraîner le décès ou des blessures graves.
Ne pas utiliser l’instrument dans un lieu où il y a desgaz inflammables ou combustibles (essence, etc.). Cela
peut éventuellement provoquer un incendie.

Ne pas démonter ou modifier l’instrument ou son
adaptateur secteur. Cela peut éventuellement provoquer
un incendie ou une décharge électrique.

Toujours utiliser l’adaptateur secteur (c.a.) fourni
comme accessoire standard ou l’adaptateur secteur(c.a.) optionnel et le brancher sur une prise de courant
du secteur fournissant un c.a. ayant la tension et lafréquence indiqués. L’utilisation d’un adaptateur
secteur (c.a.) autre que ceux spécifiés par KONICAMINOLTA peut entraîner des dommages à l’instrument,
un incendie ou une décharge électrique.

Assurez-vous qu’aucun liquide ou objet métallique nepénètre à l’intérieur de l’instrument. Cela peutéventuellement provoquer un incendie ou une déchargeélectrique. Dans l’éventualité où du liquide ou desobjets métalliques pénétreraient dans l’instrument,l’éteindre immédiatement, débrancher l’adapteur
secteur de la prise de courant alternatif et contacter leservice de maintenance agréé par Konica Minolta leplus proche.

Si l’instrument ne doit pas être utilisé pendant une
période prolongée, débrancher l’adaptateur secteur(c.a.) de la prise de courant alternatif. La saleté ou l’eau
accumulée sur les broches de la fiche de l’adaptateur
secteur peut provoquer un incendie et doit être enlevée.

Il ne faut pas utiliser l’instrument s’il est endommagé
ou si l’adaptateur secteur (c.a.) est endommagé, ou en
cas d’apparition d’une fumée ou d’une odeur
inhabituelle. Cela peut éventuellement provoquer un
incendie. Dans de tels cas, éteindre immédiatementl’instrument, débrancher la fiche de l’adaptateur secteur(c.a.) de la prise murale et contacter le service demaintenance agréé par Konica Minolta le plus proche.

Ne pas plier en force, tordre ou tirer le cordon
d’alimentation de l’adaptateur secteur. Ne pas gratterou altérer le cordon d’alimentation ou placer des objets
lourds sur le cordon d’alimentation. Cela peutéventuellement endommager le cordon d’alimentation
et provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Toujours tenir le cordon par la fiche proprement dite en
débranchant la prise de l’adaptateur secteur de la prisemurale. Tirer sur le cordon d’alimentation risque del’endommager et peut éventuellement provoquer un
incendie ou une décharge électrique.

Enfichez fermement la fiche d’alimentation. Son
insertion incomplète peut éventuellement provoquer un
incendie ou une décharge électrique.

Ne pas insérer ou débrancher la fiche de l’adaptateur
secteur (c.a.) de la prise de courant murale avec desmains humides ou mouillées. Cela risque de provoquer
une décharge électrique.

ATTENTION

Le non-respect de ces points peut entraîner des blessures ou des dommages àl’instrument ou à d’autres biens.

Ne pas placer l’instrument sur une surface instable ou
en pente. Cela peut éventuellement aboutir à la chutede l’instrument, ou son renversement et provoquer desblessures. Veiller à ne pas laisser tomber l’instrument
pendant son transport.

Assurez-vous que la prise murale de c.a. est située àproximité de l’instrument et que la fiche de l’adaptateur
secteur de c.a. peut être branché et débranché
facilement de la prise.

Ne pas ouvrir le couvercle pendant le balayage. Si lecouvercle est ouvert pendant le balayage, votre main
risquerait d’être prise dans l’instrument et d’être
blessée.

Débrancher la fiche du cordon d’alimentation pendantle nettoyage. Le nettoyage de l’instrument pendant quela fiche du cordon d’alimentation est branchée expose
au risque de décharge électrique.

1Introduction
Le lecteur de charte automatique FD-9 est conçu pour scanner rapidement et automatiquement des documents imprimés.

Remarque sur l’utilisation
Assurez-vous d’utiliser cet instrument correctement. L’utilisation de cet instrument d’une manière qui serait différente de celle préciséedans ce manuel expose au risque de blessures, de décharge électrique, de dommages à l’instrument ou à d’autres problèmes.

❙❙ Environnement de fonctionnement• Utiliser le FD-9 à une température ambiante comprise entre 10 °C et 35 °C et dans une humidité relative comprise entre 30 % et 85 %sans condensation. Ne pas utiliser l’instrument dans des zones soumises à des changements rapides de température.
• Ne pas laisser le FD-9 a la lumière directe du soleil ou à proximité de source de chaleur, telle que radiateurs, poêles, etc. Dans un telcas, la température interne de l’instrument pourrait devenir très supérieure à la température ambiante.
• Ne pas utiliser le FD-9 dans des zones où il y a de la poussière, de la fumée de cigarette ou des produits chimiques sous forme gazeuse.
Cela pourrait entraîner une détérioration des performances ou une panne.
• Ne pas utiliser le FD-9 à proximité d’un équipement produisant un puissant champ magnétique (par exemple, des haut-parleurs, etc.).
• Le FD-9 entre dans la catégorie I de produits pour l’installation (équipement qui est alimenté par un adaptateur secteur c.a. brancher
sur une alimentation électrique commerciale).
• Le FD-9 entre dans la catégorie de produits de niveau 2 pour la pollution (équipement pouvant causer un risque électrique temporairedu à la contamination ou à la condensation ou produits qui sont utilisés dans un tel environnement).
• Ne pas utiliser le FD-9 à une altitude supérieure à 2 000 m.
• Le FD-9 et son adaptateur secteur de c.a. fourni comme accessoire standard ont été conçus exclusivement pour un usage intérieur.
Nous Ils ne doivent jamais être utilisés à l’extérieur parce que la pluie ou d’autres facteurs pourraient endommager l’instrument.

❙❙ Mesure• S’assurer que les chartes à tester sont propres et non poussiéreuses.
• Lorsque des chartes à tester sont apportées d’un autre endroit, éviter les changements brusques de température et laisser les chartes à
tester à devenir suffisamment adaptés à la température ambiante avant de prendre des mesures. La lecture peut être ralentie et il peut se
produire un bourrage papier si la condensation se produit sur le charte à tester.
• S’assurer qu’aucun objet ne bloque l’entrée ou les fentes de sortie du papier du FD-9.
• Le FD-9 est destiné uniquement à la mesure de chartes à tester imprimées sur papier ou de sujets semblables. Il ne peut pas être utilisé
pour mesurer du tissu imprimé ou d’autres matériaux dont la rigidité est insuffisante.

❙❙ Source d’alimentation électrique• S’assurer que l’interrupteur est en position éteint («  ») quand le FD-9 n’est pas utilisé.
• Toujours utiliser l’adaptateur secteur (c.a.) fourni comme accessoire standard et le brancher sur une prise de courant du secteur
fournissant un c.a. ayant la tension et la fréquence indiqués.
• Utiliser une alimentation secteur à la tension d’alimentation nominale (avec une tolérance de ±10 %).

❙❙ Système• Ne pas soumettre le FD-9 a des impacts ou à des vibrations importantes. Cela pourrait entraîner une baisse des performances ou une
panne.
• Couvrir le FD-9 lorsqu’il n’est pas utilisé pour éviter la pénétration de particules étrangères.
• Le FD-9 peut provoquer des interférences s’il est utilisé à proximité d’un poste de télévision, de radio, etc.
• Dans la mesure où le FD-9 utilise un microprocesseur, le bruit magnétique externe peut être une cause de dysfonctionnement. Dans un
tel cas, éteindre l’instrument et attendre 30 minutes avant de le rallumer.

❙❙ Obtention de la plus récente version du micrologiciel de l’instrument• Le plus récent micrologiciel du FD-9 peut être téléchargé à partir de l’URL suivante :http://www.konicaminolta.com/instruments/download/software/instrument_firmware/index.html

2Remarque sur l’utilisation❙❙ Remarques sur le stockage• Le FD-9 doit être stocké et une température comprise entre 0 °C et 40 °C, et dans une humidité relative de 80 % ou moins (à 35 °C)
sans condensation. Ne pas stocker l’instrument dans un endroit soumis à des températures trop élevées, une forte humidité, deschangements soudains de température, ou dans un endroit exposé au risque de gel ou de condensation, car ces conditions peuvent
provoquer une panne. Il est recommandé de stocker le FD-9 avec un agent dessiccant à une température d’environ 20 °C.
• Ne pas laisser le FD-9 à l’intérieur d’un véhicule (par exemple, dans un coffre de voiture). Dans un tel cas, la température et/ou le tauxd’humidité pourraient dépasser les plages de stockage acceptables au cours de l’été ou de l’hiver, aboutissant à une panne del’instrument.
• Conserver les matériaux d’emballage utilisés pour l’expédition de l’instrument et les utiliser pour transporter le FD-9. Cela protège
l’instrument des changements soudains de température, des vibrations et des chocs.
• Ne pas stocker le FD-9 dans des zones où il y a de la poussière, de la fumée de cigarette ou des produits chimiques sous forme gazeuse.
Cela pourrait entraîner une détérioration des performances ou une panne.
• La pénétration de poussière dans l’instrument pourrait fausser des mesures précises. Recouvrir l’instrument avec la housse
antipoussière fournie pour éviter la pénétration de poussière lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Veiller à conserver tous les matériaux d’emballage (carton, rembourrage antichocs, sacs en plastique, etc.). Ils peuvent servir à protégerl’instrument en cas de stockage ou de transport jusqu’à la société de services pour une maintenance (nouveau calibrage, etc.).

❙❙ Remarques sur le nettoyage• Si le FD-9 devient sale, l’essuyer avec un chiffon sec, souple et propre. Ne jamais utiliser de solvants tels que diluants ou benzène.
• Si la plaque interne de calibrage des blancs devient sale, elle peut être nettoyée en suivant la procédure décrite page 35.
• En cas de panne du FD-9, ne tentez pas de le démonter et de le réparer vous-même. Contacter un service de maintenance agréé par
KONICA MINOLTA.

❙❙ Méthode de mise au rebut• S’assurer que le FD-9, ses accessoires et son matériel d’emballage sont mis au rebut ou recyclés correctement, conformément aux lois
et réglementations locales.

3

Table des matières
Symboles de sécurité������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ i
Remarques sur ce manuel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� i
Consignes de sécurité���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
Introduction������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Remarque sur l’utilisation�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Environnement de fonctionnement���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Mesure����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Source d’alimentation électrique������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Système���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Obtention de la plus récente version du micrologiciel de l’instrument��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
Remarques sur le stockage����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Remarques sur le nettoyage��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Méthode de mise au rebut������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3

Table des matières��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Déballage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Déballage du FD-9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Matériel d’emballage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Retrait des bandes adhésives������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Déballage du chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Matériel d’emballage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Enlever le FD-A09 de son carton����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Retrait des bandes adhésives������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7

Accessoires standard����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Accessoires en option�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Schéma du système����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Noms et fonctions des pièces�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Opérations préliminaires�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Installation du FD-9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Espace nécessaire���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Fixation/retrait du guide papier�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Fixation������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Retrait��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Installation du chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Espace nécessaire pour le chargeur de feuille automatique FD-A09��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Attachant du plateau de sortie au chargeur de feuille automatique FD-A09���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Fixation du FD-9 sur le chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option)������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Retrait de la FD-9 du chargeur automatique de feuilles FD-A09 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Raccordement de l’adaptateur secteur��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

Allumage/extinction du FD-9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Allumage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
Extinction����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21

4

Raccordement du FD-9 à un ordinateur������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Raccordement du FD-9 à un ordinateur au moyen d’un câble USB����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Détermination du numéro de port USB connecté��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
Réglage des paramètres du réseau pour raccorder le FD-9 à un ordinateur via un réseau local����������������������������������������������������������������������������������������� 24
Réglage direct des paramètres du réseau���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Réglage des paramètres du réseau via DHCP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Prise des mesures�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Chargement des chartes à tester dans le FD-9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Chargement des chartes à tester au moyen du FD-9 seulement����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Chargement des chartes à tester au moyen du chargeur de feuille automatique FD-A09�������������������������������������������������������������������������������������������� 28

Écran de réglages�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Ouvrir/fermer l’écran de réglages���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Disposition de l’écran de réglages��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Configuration des éléments�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Sélection et modification des réglages��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30

Réglage de la langue d’affichage�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
Dépannage������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Messages d’erreur���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Élimination des bourrages papier���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Si le FD-9 est utilisé sans le chargeur de feuille automatique�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Si le FD-9 est utilisé avec le chargeur de feuille automatique�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

Nettoyage��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Nettoyer la plaque de calibrage des blancs.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
Nettoyage de l’intérieur du FD-9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

Conditions de lecture de la charte de mesure����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Dimensions������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38
Spécifications��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39

5

Déballage❙❙ Déballage du FD-9
Matériel d’emballage
Conserver tout le matériel d’emballage (carton, rembourrage antichocs, sacs en plastique, etc.) en lieu sûr. Le FD-9 est un instrument demesure de précision. Dans le cas où l’instrument devrait être expédié à un service de maintenance agréé par Konica Minolta, le matériel
d’emballage peut servir à protéger l’instrument contre les impacts et les vibrations au cours du transport. Si le matériel d’emballaged’origine et perdue ou endommagée, contacter le service de maintenance agréé par Konica Minolta le plus proche.

Retrait des bandes adhésives
Le couvercle, le capteur de mesure des couleurs et les tampons conducteurs du FD-9 ont été maintenus en place par du ruban adhésif afinde les empêcher de bouger pendant le transport. Ces rubans adhésifs doivent être retirés avant utilisation.
Après avoir déballé et installé le FD-9 à son emplacement définitif, retirer les bandes de rubans adhésifs ① et ② comme indiqué sur les
illustrations ci-dessous.

Ouvrir le couvercle et retirer la bande de ruban adhésif ③ comme illustré à droite. Le
FD-9 risque de mal fonctionner s’il est allumé avant le retrait du ruban adhésif ③. Après
avoir retiré le ruban adhésif ③, faire glisser à la main le capteur de mesure de couleur pours’assurer qu’il se déplace en douceur. S’ils ne se déplacent pas en douceur ou s’il fait unbruit excessif, veuillez contacter votre revendeur Konica Minolta.

Retirer soigneusement les rubans adhésifs ④ comme illustré sur la figure ci-dessous. Veiller à ne pas retirer les tampons conducteurssitués sous les rubans adhésifs. Si les rubans ④ ne sont pas retirés, la reproductibilité peut en souffrir.

6

Déballage❙❙ Déballage du chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option)
Matériel d’emballage
Conserver tout le matériel d’emballage (carton, rembourrage antichocs, sacs en plastique, etc.) en lieu sûr. Dans le cas où le FD-A09
devrait être expédié à un service de maintenance agréé par Konica Minolta, le matériel d’emballage peut servir à protéger l’instrument
contre les impacts et les vibrations au cours du transport. Si le matériel d’emballage d’origine et perdue ou endommagée, contacter leservice de maintenance agréé par Konica Minolta le plus proche.

Enlever le FD-A09 de son carton
Après avoir ouvert le carton du FD-A09, enlevez le plateau de sortie comme indiqué par① à droite avant d’enlever l’un des autres matériaux..

Enlever les inserts en carton et les rembourrage antichocs, puis soulevez délicatement le FD-A09 hors du carton et le placer où il sera
utilisé.

Retrait des bandes adhésives
Pour protéger certaines pièces du FD-A09 et d’empêcher de les bouger pendant le transport, les espaceurs ont été scotchée au FD-A09 ou
les pièces ont été maintenus en place par du ruban adhésif. Ces rubans adhésifs et les espaceurs doivent être retirés avant utilisation. Après
avoir placé le FD-A09 où il sera utilisé, retirez les bandes de rubans adhésifs et les espaceurs dans l’ordre indiqué ci-dessous.
Retirez les deux espaceurs sous le plateau de chargement et les bandes de rubans adhésifs qui les maintiennent en place (② ci-dessous),
puis retirer le ruban adhésif ③ du plateau de chargement.

7

Déballage

Retirez les deux bandes de rubans adhésifs ④ retenant le plateau de chargement fermé contre le FD-A09, retirez le ruban adhésif ⑤
retenant le plateau d’extension fermé, puis retirez les deux bandes de rubans adhésifs ⑥ retenant le couver fermé.

Ouvrez le plateau de chargement en l’inclinant vers le bas et retirez le ruban adhésif et le rembourrage antichocs indiqué par ⑦ cidessous.

8

Accessoires standard
Adaptateur secteur c.a. AC-A324F
Utilisé pour l’alimentation électrique de l’instrument depuis une prisesecteur.
Entrée : 100 à 240 V
50/60 Hz
Sortie (usuelle) : 24 V
6,25 A(STD-24050)

Câble USB (3 m) IF-A18
Utilisé pour relier l’instrument à un ordinateur.

Guide papier
Utilisé pour guider la charte à tester dans l’instrument en cas
d’alimentation manuelle des chartes.

Logiciel utilitaire de mesure FD-S2w
Utilisé pour contrôler l’instrument à partir d’un ordinateur.

9

Accessoires en option
Chargeur de feuille automatique FD-A09
Utilisé pour introduire automatiquement les chartes à tester dansl’instrument.
Nombre maximum recommandé de feuilles chargées :Papier normal (80 g/m2): 100 feuilles
Papier épais (130 g/m2):
70 feuilles
Taille du papier :Largeur de la feuille :Longueur de la feuille :Épaisseur du papier :10

90 à 320 mm
170 à 450 mm
0,08 à 0,25 mm

Schéma du système
Lecteur de charte automatique
FD-9

Adaptateur secteur

Logiciel utilitairede mesureFD-S2w

Câble USB (3 m)
IF-A18Chargeur de feuille automatique
FD-A09Ordinateur(disponible sur le marché)

Accessoires par défaut
Accessoires en option

11Noms et fonctions des pièces

12

Vue de la face avant

Vue de l’arrière

Vue du dessous

Vue de l’intérieur

1

Couvercle

2

Fentes de montage du guide papier

Pour la fixation du guide papier.

3

Afficheur (écran)Affiche les réglages de l’instrument, son statut, les messages d’erreur, etc.

4

Boutons haut/bas

Permet une sélection à partir de l’écran des réglages ou de faire un réglage
numérique.

5

BoutonPour confirmer une sélection ou des réglages.

6

Bouton7Interrupteur principal

Pour l’allumage et l’extinction de l’instrument.

8

Réceptacle de la fiche de l’adaptateur
secteur.

Pour le raccordement de l’adaptateur secteur.

9

Borne pour câble réseau local (LAN)

Pour le raccordement de l’instrument à un réseau câblé.

10

Borne de connexion USB

Pour le raccordement de l’instrument à un ordinateur par câble USB.

11

Trous d’alignement du chargeur de feuilleautomatique

12

Couvercle du connecteur du chargeur defeuille automatique

13

Capteur de mesure des couleursVa et vient pendant le fonctionnement pour lire la charte à tester.

14

Vis de montage de la baseCes vis permettent de fixer l’instrument sur sa base. Elles peuvent être desserrées sinécessaire pour éliminer un bourrage de papier (voir p. 32) ou pour le nettoyage(voir p. 35).
• S’assurer que ces vis sont bien serrées. Si elles ne sont pas serrées pendant laprise de mesures, la précision de ces dernières peut en souffrir.

15

Plaque de calibrage des blancs

Utilisé pour effectuer un calibrage des blancs.

(Retour)

Pour entrer l’écran de réglages ou quitter l’écran de réglage.

Opérations préliminaires

13

Opérations préliminaires❙❙ Installation du FD-9
Le FD-9 doit être installé sur une surface plate, à niveau, avec suffisamment d’espace pour la charte de couleurs devant et derrière leFD-9. Il doit y avoir suffisamment de place devant le FD-9 pour permettre l’insertion et l’éjection sans obstacle de la charte de couleurs àmesurer et suffisamment de place à l’arrière du FD-9 pour permettre à la charte de couleurs de s’étendre complètement sans obstacle.
(Voir ci-après.)• La précision de la mesure peut être altérée si le FD-9 est installé sur une surface irrégulière ou une surface qui n’est pas à niveau.
• Des obstacles peuvent entraîner un déplacement de la charte de couleurs vers l’un ou l’autre côté et entraîner son endommagement ou
une erreur d’alignement pendant la lecture.
• La charte de couleurs numérisée sera éjectée sur le devant du FD-9 après sa lecture. Si le FD-9 est placé sur le bord d’une table, lacharte de couleurs éjectée pourrait tomber au sol et être endommagée.

Espace nécessaireLongueurmaximum dupapier de lacharteLongueurmaximum dupapier de lacharte14

Opérations préliminaires❙❙ Fixation/retrait du guide papier
Le guide papier est utilisé quand les chartes de test sont chargées manuellement dans le FD-9.
• Le guide papier doit être retiré quand il est prévu d’utiliser le chargeur de feuille automatique FD-A09.
• Le guide papier doit être rangé soigneusement dans un endroit où il ne sera pas égaré ni brisé quand il n’est pas fixé au FD-9.

Fixation1

Tout en saisissant les extrémités du guide papier, aligner
les crochets du guide papier avec les fentes de montage
correspondantes sur le FD-9 et insérer complètement lescrochets.

2

Glisser le guide papier tout droit vers le bas jusqu’à ce
qu’il s’enclique en position.
• Veiller à bien glisser le guide papier à plat vers le bas. Tordre le guidepapier ou le basculer en l’éloignant du FD-9 risque de casser les crochets.

Retrait1

Tout en tenant les extrémités du guide papier, faire glisser
ce dernier vers le haut.
• Veiller à bien glisser le guide papier à plat vers le haut. Tordre le guidepapier ou le basculer en l’éloignant du FD-9 risque de casser les crochets.

2

Retirer les crochets des fentes de fixation du guidepapier.

15

Opérations préliminaires❙❙ Installation du chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option)
Le Chargeur de feuille automatique FD-A09 en option peut alimenter automatiquement le FD-9 avec une pile de chartes à scanner. Il est
possible de placer jusqu’à 100 chartes à tester dans le chargeur de feuille automatique et elles seront automatiquement chargées une parune dans le FD-9 pour y être numérisées.
Le FD-A09 doit être mis en place sur une surface plate avec suffisamment d’espace tant pour le plateau de chargement et le plateau desortie pour être complètement ouvert. Il devrait y avoir assez d’espace pour les chartes à tester pour être placés dans le plateau dechargement en face de la FD-A09 avant la mesure et pour les la chartes à tester à éjecter de la FD-9 et de jeter dans le plateau de sortie
après la mesure. (Voir ci-dessous.)

Espace nécessaire pour le chargeur de feuille automatique FD-A09

Environ 400mm

Le plateau de chargement

Le plateau de sortie

Environ 400mm

16

Opérations préliminaires

Attachant du plateau de sortie au chargeur de feuille automatique FD-A09
Pour fixer le plateau de sortie au FD- A09, tenez le plateau incliné vers le haut, et insérez les deux languettes à la base du plateau dans lesfentes correspondantes sur le dos de la FD-A09 comme indiqué ci-dessous.

17

Opérations préliminaires

Fixation du FD-9 sur le chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option)• Retirer le guide papier si ce dernier est fixé au FD-9 avant de continuer. Voir p. 15.

1

Débrancher tous les cordons et câbles (cordon d’alimentation de l’adaptateur secteur, câble USB, câble
réseau) du FD-9.

2

Tout en maintenant le couvercle du FD-9 fermé, basculer
le FD-9 vers l’arrière de façon à ce qu’il repose sur son
dos.

3

Enfoncer la languette du couvercle du connecteur duchargeur de feuille automatique, tirer sur le couvercle
pour l’ouvrir puis l’enlever.
• Ranger soigneusement le couvercle afin qu’il ne soit pas égaré ou brisé.

18

4
5

Remettre le FD-9 en position verticale normale.

6

Soulever le FD-9, aligner les trous d’alignement duchargeur de feuille automatique situés sur la base duFD-9 avec les chevilles d’alignement du chargeur defeuille automatique et abaisser lentement le FD-9 sur lechargeur de feuille automatique, jusqu’à ce qu’ils’enclique en place.

Placer le chargeur de feuille automatique FD-A09 sur une
surface plate.

Opérations préliminaires

Retrait de la FD-9 du chargeur automatique de feuilles FD-A09

1

Éteindre le FD-9.

2

Débrancher tous les cordons et câbles (cordon
d’alimentation de l’adaptateur secteur, câble USB, câble
réseau) du FD-9.

3

Soulever le FD-9 bien verticalement pour le séparer duchargeur de feuille automatique.

4

Remettre en place le couvercle du connecteur duchargeur de feuille automatique sur le FD-9.

19

Opérations préliminaires❙❙ Raccordement de l’adaptateur secteur
Avertissement• Toujours utiliser l’adaptateur secteur fourni comme accessoire standard ou un adaptateur secteur de remplacement spécifié, et n’utiliserl’adaptateur secteur (c.a.) que sur une prise électrique délivrant un courant de tension et fréquence nominales. Le non-respect de cettemesure pourrait endommager le FD-9 ou l’adaptateur secteur, ou pourrait provoquer une décharge électrique ou un incendie.
• S’il est prévu de ne pas utiliser le FD-9 pendant une période prolongée, débrancher l’adaptateur secteur de la prise de courant murale.
• S’assurer que les broches de la fiche sont propres et sèches lors du branchement de l’adaptateur secteur dans la prise de c.a. murale. La
saleté ou l’humidité accumulée sur les broches de la fiche peut provoquer un incendie et doit être éliminée.
• S’assurer de bien tenir la fiche et non le cordon pour débrancher ou débrancher l’alimentation électrique. Ne pas tirer sur le cordon ou
le plier excessivement. Cela peut éventuellement provoquer une cassure des fils.
• Ne pas brancher ou débrancher l’adaptateur secteur avec des mains humides. Cela risque de provoquer une décharge électrique.
• Veiller à insérer la fiche solidement et à fond. Il y a un risque d’incendie ou de choc électrique si elle n’est pas enfichée correctement.
• Ne pas démonter ou modifier l’adaptateur secteur ou les cordons d’alimentation. Cela peut éventuellement provoquer un incendie ou
une décharge électrique.
• Ne pas débranchez au branché l’adaptateur secteur lorsque l’instrument est allumé avec interrupteur sur « MARCHE » ( | ) car cela
peut entraîner un dysfonctionnement de l’instrument.
Procédure

1

S’assurer que le FD-9 est éteint ().

2

Insérer la fiche de sortie du cordon de l’adaptateur
secteur dans le réceptacle d’entrée du cordon
d’alimentation de l’adaptateur secteur comme illustré.

3

Insérer la fiche de sortie de l’adaptateur secteur dans leréceptacle d’entrée d’alimentation électrique du FD-9comme illustré. S’assurer que la fiche correctement
orientée.

4

Insérer la fiche d’alimentation du cordon d’alimentation
de l’adaptateur secteur dans une prise murale fournissantdu c.a.
• S’assurer que l’interrupteur est sur « arrét » () avant de les brancherl’adaptateur secteur.

20

Allumage/extinction du FD-9❙❙ Allumage
1

Appuyez sur la côté ( | ) de l’interrupteur. Le FD-9 vas’allumer.

Le logo Konica Minolta s’affiche pendant quelques secondes et est suivi de l’écran d’initialisation. Une fois l’initialisation terminée (après
environ 25 secondes), l’écran « Connecter l’appareil » s’affiche.

❙❙ Extinction
1

Appuyez sur la côté () de l’interrupteur.

21Raccordement du FD-9 à un ordinateur
Le FD-9 peut être relié directement à un ordinateur au moyen d’un câble USB ou d’un réseau local.
La connexion au réseau local peut se faire par une adresse DHCP ou IP fixe.

❙❙ Raccordement du FD-9 à un ordinateur au moyen d’un câble USB• Utiliser le câble USB inclus IF-A18 (3 m) pour raccorder le FD-9 à l’ordinateur.
• Il est recommandé d’installer le logiciel destiné à se connecter à, et contrôler l’instrument (tel que le logiciel utilitaire de mesure inclus
FD-S2w) avant le raccordement du FD-9.
• Le port de communication USB de l’instrument répond à la norme USB 2.0.
• Le pilote USB pour l’instrument doit être installé avant le raccordement de ce dernier avec l’ordinateur. S’il n’est pas installé avec lelogiciel, vous serez invités à installer le pilote lorsque l’instrument sera connecté pour la première fois à l’ordinateur est allumé.
• L’instrument n’est pas conçu pour être alimenté en électricité via le câble USB. L’adaptateur secteur doit être utilisé.
• S’assurer que la prise du connecteur USB est correctement orientée et enfoncée à fond. Vérifier les formes du réceptacle et de la prise
est inséré la prise à fond dans le réceptacle.
• Toujours tenir le câble USB par la prise du connecteur lors de la connexion/déconnexion. Ne pas tirer sur le câble ou le plierexcessivement. Cela peut provoquer une cassure des fils.
• S’assurer que le câble est suffisamment long. Appliquer de la tension sur le câble peut provoquer un échec de connexion ou la cassured’un fil.
D’une manière générale, un câble USB peut être connecté/déconnecté alors que l’instrument et l’ordinateur sont allumés, mais dans laprocédure ci-dessous le FD-9 et l’ordinateur sont éteints.

1

Brancher la fiche USB de type B du câble USB dans laborne de connexion USB située à l’arrière du FD-9.

2

Brancher la fiche USB de type A du câble USB dans leport USB de l’ordinateur.

3

Raccorder l’adaptateur secteur et allumer le FD-9 etl’ordinateur.
• Quand vous êtes invité à installer le pilote USB, préciser le pilote USB
inclus avec le logiciel ou présent sur le disque du logiciel utilitaire demesure FD-S2w.
• Se reporter au Guide d’installation en cas d’utilisation du logiciel utilitairede mesure FD-S2w inclus.

22Raccordement du FD-9 à un ordinateur

Détermination du numéro de port USB connecté
Le numéro de port USB affecté au FD-9 est requis lors de la connexion par le câble USB au FD-9.
Pour voir quel port a été attribué, suivre les étapes ci-dessous.
Sous Windows 7 :1Ouvrir le panneau de configuration.

2

Sélectionner Système et sécurité.

3

Dans Système, cliquer sur Gestionnaire de périphérique.

4

Cliquer sur le  à côté de Ports (COM et LPT). La liste des dispositifs et appareils connectés s’affiche.

5« Instruments de mesure » va apparaître dans la liste, suivi du port COM attribué entre parenthèses.

Sous Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10 :1

Placer le pointeur de la souris dans le coin inférieur gauche de l’écran puis faire un clic droit dans la fenêtre
qui s’affiche.

2

Dans le menu qui apparaît, cliquer sur « Gestionnaire de périphériques » pour ouvrir le Gestionnaire depériphériques.

3

Cliquer sur « Ports (COM et LPT) » pour déployer le menu et vérifier le port COM attribué à « Instruments demesure ».

Sous Mac OS X :1Appuyer et tenir enfoncée la touche Option du clavier, puis cliquer sur le menu Pomme.

2

Choisir « Informations sur le système » ou « Profil du système ».

3

Sélectionner « USB » dans la colonne de gauche de la fenêtre qui s’ouvre et vérifier le port COM attribué à« Instruments de mesure ».

23

Raccordement du FD-9 à un ordinateur❙❙ Réglage des paramètres du réseau pour raccorder le FD-9 à un ordinateur via unréseau local

Le FD-9 peut être raccordé à un réseau local (LAN) et partagé entre plusieurs ordinateurs. Lors de la connexion du FD-9 à un réseau
local, il est possible de paramétrer directement le réseau ou d’utiliser le protocole de configuration dynamique DHCP.
• Les paramètres de réseau peuvent être également réglés à partir du logiciel utilitaire de mesure FD-S2w quand le FD-9 est raccordé par le câble USB.

Réglage direct des paramètres du réseau
L’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut peuvent être réglés directement dans l’écran des paramètres.
• Il n’est pas possible d’entrer directement le nom du réseau en utilisant les boutons du FD-9.

1

Appuyer sur

2

Appuyer surou
de façon répétée pour sélectionner « Adresse
IP » et enfoncer.
Le premier nombre de l’adresse IP sera mis en surbrillance.

pour ouvrir l’écran des réglages.

• « Adresse IP » sera désactivé si « DHCP » est réglé « Marche ». Pour changer le réglage à« Arrêt », voir p. 26.

3

Appuyer surou
de façon répétée pour régler la valeur désiréepour le premier nombre.
• Maintenirouenfoncé fera changer continuellement la valeur.
• Il est possible de régler la valeur entre 0 et 255. Siou
est de nouveau enfoncé alors
que la valeur la plus basse ou la plus élevée a été atteinte, le nombre changera pour,respectivement, la valeur la plus élevée ou la plus basse.

4

Appuyer sur

5

Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que tous les nombres aient été
configurés pour l’adresse IP.

6Appuyer sur
pour sélectionner « Masque de sous-réseau » etappuyer sur. Le premier nombre du masque de sous-réseau sera
mis en surbrillance.

7

Appuyer surou
de façon répétée pour régler la valeur désiréepour le premier nombre.

pour passer au nombre suivant.

• Maintenirouenfoncé fera changer continuellement la valeur.
• Il est possible de régler la valeur entre 0 et 255. Siou
est de nouveau enfoncé alors
que la valeur la plus basse ou la plus élevée a été atteinte, le nombre changera pour,respectivement, la valeur la plus élevée ou la plus basse.

24

8

Appuyer sur

9

Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que tous les nombres aient été
configurés pour le masque de sous-réseau.

pour passer au nombre suivant.

Raccordement du FD-9 à un ordinateur

10 Appuyer sur

pour sélectionner « Passerelle par défaut » et appuyer surpasserelle par défaut sera mis en surbrillance.

11 Appuyer surou

12 Appuyer sur

pour passer au nombre suivant.

. Le premier nombre de la

de façon répétée pour régler la valeur désirée pour le premier nombre.

• Maintenirouenfoncé fera changer continuellement la valeur.
• Il est possible de régler la valeur entre 0 et 255. Siou
est de nouveau enfoncé alors que la valeur la plus basse ou la plus élevée a été
atteinte, le nombre changera pour, respectivement, la valeur la plus élevée ou la plus basse.

13 Répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que tous les nombres aient été
configurés pour la passerelle par défaut.

14 Appuyer sur

pour sélectionner « ENREGISTRER LES DONNEES »et appuyer sur. Le message « Attention : Redémarrage après lasauvegarde des données » s’affiche.

15 Appuyer sur

pour enregistrer les réglages et redémarrer le FD-9.

Après avoir paramétré ces valeurs, la connexion au FD-9 peut être réalisée à partir dumême sous-réseau en précisant l’adresse IP au cours de la connexion.

25

Raccordement du FD-9 à un ordinateur

Réglage des paramètres du réseau via DHCP
Si la configuration DHCP est activée sur votre réseau, vous pouvez activer le DHCP sur le FD-9 et permettre à votre système d’attribuer
automatiquement l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
Changement des paramètres DHCP

26

1

Appuyer sur

2

Appuyer sur
et enfoncer

3

Appuyer sur

4

Appuyer sur
pour sélectionner « ENREGISTRER LES DONNEES »et appuyer sur. Le message « Attention : Redémarrage après lasauvegarde des données » s’affiche.

5

Appuyer sur

pour ouvrir l’écran des réglages.
.

oude façon répétée pour sélectionner « DHCP »oupour modifier le paramètre à la valeur désirée.

Marche : Le paramétrage du réseau s’effectue automatiquement via le DHCP.
Arrêt :		 Le paramétrage du réseau ne s’effectue pas automatiquement.

pour enregistrer les réglages et redémarrer le FD-9.

Prise des mesures
Avec le FD-9, les mesures sont contrôlées à partir du logiciel, tel que le logiciel utilitaire de mesure FD-S2w inclus. Pour des détails sur laprise des mesures, veuillez vous reporter au manuel d’instructions du logiciel que vous utilisez.

❙❙ Chargement des chartes à tester dans le FD-9
• La précision des mesures peut être faussée si les vis de montage de la base, situées à l’intérieur du couvercle, ne sont pas serrées.
S’assurer que ces vis sont bien serrées.
• Lorsque des chartes à tester sont apportées d’un autre endroit, éviter les changements brusques de température et laisser les chartes à
tester à devenir suffisamment adaptés à la température ambiante avant de prendre des mesures. La lecture peut être ralentie et il peut se
produire un bourrage papier si la condensation se produit sur le charte à tester.
• Ne pas charger les chartes à tester décrites ci-dessous dans le FD-9 ou le chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en
option). Cela peut provoquer des bourrages ou peut endommager le FD-9 et / ou le FD-A09.
• Les chartes à tester froissés, pliés ou déchirés• Les chartes à tester avec des agrafes ou des trombones• Les chartes à tester reliés sous forme de livret• Les chartes à tester collées ensemble• Les chartes à tester avec des parties découpées ou qui sont découpées• Les chartes à tester qui sont des étiquettes adhésives
Quantité d’enroulement autorisé :Enroulement vers le bas

Enroulement dans lesens de lectureR

Enroulement dans lesens du chargement

duSens ement
g
r
a
h
c

Enroulement vers le hautduSens ementgrachSoulever ≤
5mm

≥ R70

du
Sens ement
g
r
a
h
c
≥ R60

Rayon del’enroulement
quand le papier
est maintenu surla tranche

Soulever
Soulever quandle papier est poséà plat sur la table.

duSens ementgcharSoulever ≤1mm• Lors de l’utilisation des chartes à tester qui sont facilement égratignées, telles que les chartes à tester sur papier glacé, il est
recommandé qu’ils soient introduits dans le FD-9 manuellement au lieu d’utiliser le chargeur de feuille automatique FD-A09(accessoire en option). Si le FD-A09 est utilisé, le graphique peut se égratigner.

27

Prise des mesures

Chargement des chartes à tester au moyen du FD-9 seulement• Pour des informations sur le chargement des chartes à tester au moyen du chargeur de feuille automatique FD-A09, voir ci-dessous.

1

Placer l’extrémité de la charte à tester sur le guide papier
avec la surface imprimée vers le haut et faire glisser lesguides papier de telle sorte qu’ils viennent à toucher les
bords de la charte à tester comme illustré.
• Pour plus de détails sur les conditions de chartes à tester, voir p. 37.

2

Glisser délicatement la charte à tester entre les guides,
dans le FD-9. Quand la charte à tester pénètre sur une
certaine distance dans le FD-9, elle sera automatiquement
entraînée dans le FD-9 pour les mesures. Lorsque le FD-9commence à entraîner la charte à tester à l’intérieur,
lâcher la charte.
• S’assurer de glisser la charte à tester bien droit. Si les positions du guidepapier sont trop étroites ou si la charte à tester entre en biais, cette dernière
risque de glisser sur les guides à papier, ce qui pourrait entraîner desmesures imprécises.

Chargement des chartes à tester au moyen du chargeur de feuille automatique FD-A09

1

En cas d’utilisation du chargeur de feuille automatique,placer les chartes à tester dans le plateau de chargement
avec la surface imprimée vers le haut et glisser les guides
à papier de telle façon qu’ils viennent à toucher les côtésdes chartes comme illustré.
Nombre maximum recommandé de feuilles chargées :Papier normal (80 g/m2): 100 feuilles
Papier épais (130 g/m2): 70 feuilles
Taille du papier :Largeur de la feuille :Longueur de la feuille :Épaisseur du papier :90 à 320 mm
170 à 450 mm
0,08 à 0,25 mm• Pour plus de détails sur les conditions de chartes à tester, voir p. 37.

Le logiciel contrôle le chargement des chartes à tester dans le FD-9 à partir du plateau de chargement. Pour plus de détails, se reporter aumanuel d’instructions du logiciel.

28

Écran de réglages
L’écran de réglages présente les informations sur l’instrument, les messages d’erreur, etc., et permet le réglage de quelques paramètres del’instrument.

❙❙ Ouvrir/fermer l’écran de réglages
Si l’écran de réglages ne s’affiche pas, appuyer sur
Quand l’écran de réglages est affiché, appuyer sur

pour l’ouvrir.
pour le fermer et annuler tout paramétrage incomplet.

❙❙ Disposition de l’écran de réglages
L’écran de réglages est divisé en 4 parties principales.
Une zone de sélection pour sélectionner l’élément à voir ou à configurer.
Une zone de valeur/réglage pour afficher la valeur et changer le paramétrage de l’élément
sélectionner.
Une zone de message pour afficher les messages liés au fonctionnement du panneau d’affichage.
Une zone de description de fonction des touches décrivant les fonctions des touches dans l’opérationen cours.

29

Écran de réglages❙❙ Configuration des éléments
N° de série

Le numéro de série de l’instrument. Non modifiable.

VersionLa version du micrologiciel du FD-9. Non modifiable.

Adresse MAC

L’adresse MAC de la carte d’interface réseau du FD-9. Non modifiable.

Nom du réseau

Le nom du réseau affecté au FD-9. Il peut être configuré ou modifié à partir du logiciel. Pour plus de détails, sereporter au manuel d’instructions du logiciel.

Langue d’affichage(voir p. 31.)English : Anglais
日本語 :Japonais
中文 :ChinoisDeutsch : Allemand
Français : Français
Español : Espagnol
Italiano : Italienpolski :PolonaisРусский : Russe
Português : Portugais• Le changement s’applique immédiatement après avoir appuyé sur

DHCP(voir p. 26.)

Marche : Les paramètres réseau sont automatiquement attribués en utilisant le protocole DHCP.
Arrêt : L’utilisation du protocole DHCP est désactivée.

Adresse IP(voir p. 24.)

L’adresse IP (xxx.xxx.xxx.xxx) configurée sur le FD-9. Elle peut être configurée en utilisant les boutonsetou à partir du logiciel quand le FD-9 est raccordé.
• Désactivée si le protocole DHCP est réglé sur « Marche ».
• Les modifications effectuées à l’aide des boutons ne sont pas appliquées tant que ENREGISTRER LESDONNEES n’a pas été sélectionné.

Masque de sous-réseau
(voir p. 24.)

Masque de sous-réseau (xxx.xxx.xxx.xxx) configuré sur le FD-9. Il peut être configuré en utilisant les boutons,etou à partir du logiciel quand le FD-9 est raccordé.
• Désactivé si le protocole DHCP est réglé sur « Marche ».
• Les modifications effectuées à l’aide des boutons ne sont pas appliquées tant que ENREGISTRER LESDONNEES n’a pas été sélectionné.

Passerelle par défaut
(voir p. 24.)

Passerelle par défaut (xxx.xxx.xxx.xxx) configurée sur le FD-9. Elle peut être configurée en utilisant les
boutons,etou à partir du logiciel quand le FD-9 est raccordé.
• Désactivée si le protocole DHCP est réglé sur « Marche ».
• Les modifications effectuées à l’aide des boutons ne sont pas appliquées tant que ENREGISTRER LESDONNEES n’a pas été sélectionné.

ENREGISTRER LESDONNEES

Enregistre les modifications apportées aux paramètres réseau (DHCP, adresse IP, masque de sous-réseau etpasserelle par défaut) et redémarre le FD-9 pour appliquer les nouveaux réglages.

.

❙❙ Sélection et modification des réglages
Appuyer sur
oupour déplacer le curseur jusqu’à l’élément désiré. La valeur ou le réglage actuel de l’élément sélectionnés’affiche dans la zone de valeur/réglage.
Pour modifier l’élément sélectionné, se reporter à la page indiquée pour cet élément dans le tableau ci-dessus.
• Les paramètres qui s’affichent en grisé dans le tableau des réglages ne peuvent pas être modifiés.

30,

Réglage de la langue d’affichage
La langue s’affichant sur le panneau d’affichage peut être sélectionnée de la manière suivante.

1

Appuyer sur

2

Appuyer surou
de façon répétée pour sélectionner « Langued’affichage » et appuyer sur. Une liste des sélections de langue vas’afficher ; la langue actuellement sélectionnée est en surbrillance.

3

Appuyer surdésirée.

4

Appuyer sur
pour confirmer la sélection. L’écran d’affichage
changera immédiatement et utilisera la langue sélectionnée.

pour ouvrir l’écran des réglages.

oude façon répétée pour sélectionner la langue

31

Dépannage❙❙ Messages d’erreur
Les messages ci-dessous peuvent s’afficher pendant l’utilisation de l’instrument. Quand un de ces messages s’affiche, veuillez agir ensuivant les indications ci-dessous. Si le message continue de s’afficher, même après avoir effectué les actions recommandées, contacter leservice de maintenance agréé par KONICA MINOLTA le plus proche.
Message d’erreur

Cause/problème possible

Bourrage du papier

Il y a un bourrage de papier dans le FD-9. Suivre la procédure ci-dessous pour éliminer le bourrage depapier.

Action

Le papier s’est coincé dans le chargeur de Suivre la procédure décrite p. 32 pour éliminer le bourrage.
feuille automatique.
Couvercle ouvert

Le couvercle du FD-9 est ouvert.

Fermer le couvercle et attendre que l’initialisation du FD-9 soit
terminée.

Erreur fatale
Code d’erreur : ********
Code d’avertissement : ********

Une erreur fatale est survenue.

Éteindre le FD-9, attendre 30 secondes, puis le rallumer. Si
l’erreur persiste, noter le code d’erreur et les numéros de codes
d’avertissements, puis contacter le service de maintenanceagréé par KONICA MINOLTA le plus proche.

❙❙ Élimination des bourrages papier
Si un bourrage survient pendant une mesure, suivre les procédures ci-dessous pour supprimer le bourrage.

Si le FD-9 est utilisé sans le chargeur de feuille automatique
Si le FD-9 est utilisé sans le chargeur de feuille automatique, les bourrages surviennent habituellement à l’endroit où le papier est chargé
entre la base et le mécanisme de lecture.

32

1

Appuyer sur
pour éjecter le papier. Si le papier nepeut pas être éjecté par le FD-9, continuer les étapes
ci-dessous pour éliminer manuellement le bourrage.

2

Éteindre le FD-9.

3

Débrancher tous les câbles (câble USB, câble réseau
local, cordon de l’adaptateur secteur).

4

Ouvrir le couvercle.

5

Desserrer complètement les deux vis, comme illustré,
pour les dégager de la base.

6

Fermer le couvercle.

7

Saisir le FD-9 par ses extrémités et basculer le corps duFD-9 vers l’arrière, comme illustré. La base doit rester à
plat.

8

Éliminer le bourrage de papier.

Dépannage

9

Saisir le FD-9 par ses extrémités et basculer le corps duFD-9 pour le replacer sur sa base.

10 Ouvrir le couvercle
11 Serrer à fond les deux vis comme illustré.

• Si les vis ne sont pas serrées pendant la prise de mesures, la précision deces dernières peut en souffrir.
• Ne pas serrer de manière excessive.

12 Fermer le couvercle.
13 Rebrancher les câbles et rallumer le FD-9.
Si le FD-9 est utilisé avec le chargeur de feuille automatique
Lorsque le FD-9 est utilisé avec le chargeur de feuille automatique, les bourrages de papier ont habituellement lieu dans l’un desemplacements suivants : à l’endroit où le papier passe du plateau de chargement au chargeur de feuille automatique, puis du chargeur dansle FD-9, dans le FD-9, ou lorsque le papier passe du FD-9 à travers le chargeur de feuille automatique vers le plateau de sortie. Vérifierchaque secteur pour éliminer les bourrages.

1

Éteindre le FD-9.

2

Débrancher tous les câbles (câble USB, câble réseau
local, cordon de l’adaptateur secteur).

3

Séparer le FD-9 du chargeur de feuille automatique.

4

S’il reste du papier coincé, soulever le levier qui se trouvedu côté gauche du plateau de chargement et faire tourner
le mécanisme du plateau de chargement vers la droite.

5

Enlever tout papier se trouvant à l’intérieur du chargeur
de feuille automatique.

• Si le bourrage de papier se situe à l’intérieur du FD-9, suivre la procédure
décrite dans la section précédente « Si le FD-9 est utilisé sans le chargeur
de feuille automatique » pour éliminer le bourrage de papier.

33

Dépannage

6

Tirer la poignée sur le couvercle intérieur pour ouvrir lepanneau intérieur et s’assurer qu’il n’y a pas de papier àl’intérieur du panneau. S’il y a du papier à cet endroit, leretirer.

7

Tirer vers le haut la poignée pour ouvrir le couvercle
supérieur et vérifier qu’il ne reste plus de papier àl’intérieur du panneau. S’il y a du papier à cet endroit, leretirer.

8

Fermer le couvercle supérieur, puis rabattre et fermer lemécanisme du plateau de chargement.

9

S’il y a un bourrage du côté du plateau de sortie,l’éliminer.

10 Replacer le FD-9 dans le chargeur de feuille automatique,rebrancher tous les câbles et rallumer le FD-9.

34

Nettoyage❙❙ Nettoyer la plaque de calibrage des blancs.
La précision de la mesure sera affectée si la plaque de calibrage des blancs devient sale. Si la plaque de calibrage des blancs devient sale,elle doit être nettoyée comme décrit ci-dessous.

1

S’assurer que le FD-9 est éteint.

2

Débrancher tous les câbles (câble USB, câble réseau local, cordon de l’adaptateur secteur).

3
4

Ouvrir le couvercle.

5

Fermer le couvercle.

6

Saisir le FD-9 par ses extrémités et basculer le corps duFD-9 vers l’arrière, comme illustré. La base doit rester à
plat.

7

Essuyer la surface de la plaque de calibrage des blancs
avec un chiffon propre, sec, souple et non pelucheux ou
un tissu pour le nettoyage des optiques.

Desserrer complètement les deux vis, comme illustré,
pour les dégager de la base.

• Si la plaque de calibrage des blancs est tachée, un liquide de nettoyage desoptiques peut être utilisé pour tenter d’éliminer la tache.
• Ne jamais utiliser de benzène ou d’autres solvants pour nettoyer la plaquede calibrage des blancs. Cela peut éventuellement entraîner une
décoloration ou endommager la plaque.
• Si la tache ne peut pas être éliminée, contacter le service de maintenanceagréé par Konica Minolta le plus proche.

8

Saisir le FD-9 par ses extrémités et basculer le corps duFD-9 pour le replacer sur sa base.

9

Ouvrir le couvercle

10 Serrer à fond les deux vis comme illustré.

• Si les vis ne sont pas serrées pendant la prise de mesures, la précision deces dernières peut en souffrir.
• Ne pas serrer de manière excessive.

11 Fermer et rebrancher les câbles.

35

Nettoyage❙❙ Nettoyage de l’intérieur du FD-9
Si de la poussière de papier ou autre s’accumule à l’intérieur du FD-9, cela peut provoquer des bourrages de papier ou des problèmes pourla reconnaissance des patchs. En cas de survenue plus fréquente d’un bourrage ou de problèmes de reconnaissance des patchs, l’intérieur
du FD-9 doit être nettoyé selon la procédure ci-dessous.

1
2
3
4

S’assurer que le FD-9 est éteint.

5

Fermer le couvercle.

6

Saisir le FD-9 par ses extrémités et basculer le corps duFD-9 vers l’arrière, comme illustré. La base doit rester à
plat.

7

Nettoyer le couvercle vitré du capteur de ligne et le fondblanc, ainsi que les autres surfaces en plastique avec un
chiffon propre et sec, souple et non pelucheux.

Débrancher tous les câbles (câble USB, câble réseau local, cordon de l’adaptateur secteur).
Ouvrir le couvercle.
Desserrer complètement les deux vis, comme illustré,
pour les dégager de la base.

• Si le fond blanc est très sale, nettoyer le fond blanc avec un chiffon doux
imbibé de l’alcool.

8

Essuyer les galets en caoutchouc avec un chiffon doux
imbibé de l’alcool et les conditionner.

9

Saisir le FD-9 par ses extrémités et basculer le corps duFD-9 pour le replacer sur sa base.

10 Ouvrir le couvercle
11 Serrer à fond les deux vis comme illustré.

• Si les vis ne sont pas serrées pendant la prise de mesures, la précision deces dernières peut en souffrir.
• Ne pas serrer de manière excessive.

12 Fermer et rebrancher les câbles.

36

Conditions de lecture de la charte de mesure• Même si les conditions de papier et les conditions de mise de charte remplissent les conditions ci-dessous, certaines chartes peuvent ne
pas être mesurable.
Le FD-9 peut lire des chartes respectant les conditions suivantes :Lors de l’utilisation du FD-9 seulement

Lors de l’utilisation du chargeur de feuilleautomatique FD-A09

Largeur du papier

45 à 330 mm

90 à 320 mm

Longueur du papier

170 à 1500 mm

170 à 450 mm

Épaisseur du papier

0,05 à 0,45 mm

0,08 à 0,25 mm*1

Dimension minimum des patchs

6 mm × 6 mm

Nombre maximum de patchs par page

Feuille de taille A4 : 1394
Feuille de taille A3 : 2928

• Des marqueurs de positionnement ne sont pas nécessaires.
*1 Lors de l’utilisation du chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option), le nombre maximum recommandé de feuilles
chargées est :		Papier normal (80 g/m2): 100 feuilles		
Papier épais (130 g/m2): 70 feuilles
La disposition de la charte sur le papier doit correspondre à la mise en page suivante. (Voir ci-après.)Marge supérieure minimum

23 mm

Marge inférieure minimum

33 mm

Marges latérales minimums

4 mm

Décalage horizontal

Maximum de 150 mm par rapport à la ligne
centrale de la feuille

Intérieur de FD-9

Ligne centrale de la feuilleMarge supérieure

Surface de la charte
Largeur de la charte

Décalage horizontal

Marge latérale

Marge latérale

Marge inférieure\37Dimensions
Lecteur de charte automatique FD-9

(mm)

199

716

457

39

159

251

337

175

343
205

601

Chargeur de feuille automatique FD-A09

1158
339

461

235

38

245

200

173

121
108

156

225

Spécifications
ModèleFD-9

Système d’illumination/de visualisation

45°a:0° (éclairage annulaire) *1
Conforme aux normes CEI nº 15, ISO 7724/1, DIN5033 Teil 7, ASTM E 1164 et JIS Z 8722
Condition a pour les mesures de réflectance.

Dispositif de séparation spectrale

Grille concave

Plage de longueur d’onde

380 à 730 nm

Pas de longueur d’onde

10 nmDemi-largeur de bande

Environ 10 nm

Surface de mesure

Environ Ø3 mm

Source lumineuse de mesure

LED

Plage de mesures

Réflectance : 0 à 150 %Répétabilité à court terme

Colorimétrique : dans les limites de σΔE00 0,05
(Dans les conditions de test Konica Minolta où une plaque de calibrage des blancs est mesurée
30 fois à 10 secondes d’intervalle après la réalisation d’un calibrage des blancs.)

Concordance interinstrument

Dans une limite ΔE00 0,3(Moyenne de 12 dalles de couleur BCRA série II comparée aux valeurs mesurées avec un corps deréférence dans les conditions standard de Konica Minolta.)

Durée de mesure

Environ 4 min pour 1500 patchs(dans les conditions standard de Konica Minolta)*3

Chartes mesurables *4(Lors de l’alimentation manuelle deschartes)

Largeur du papier

45 à 330 mm

Longueur du papier

170 à 1500 mm

Épaisseur du papier

0,05 à 0,45 mm

Dimension minimum des patchs 6 mm × 6 mm
Nombre maximum de patchs
par feuille de papier

Feuille de taille A4 : 1394
Feuille de taille A3 : 2928

Marge minimum

Supérieure: 23 mm; Inférieure: 33 mm; Latérales: 4 mm

Donnée de sortie

Réflectance spectrale

Conditions d’illumination *2

M0 (A), M1 (D50), M2 (A + filtre UV), C, ID50, D65, ID65, F2, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12,
source de lumière définie par l’utilisateur

Condition de fondFond blanc, conforme à la norme ISO 13655

InterfaceUSB 2.0 ; 100 Base-TX

Alimentation électrique

Adaptateur secteur (c.a.) dédié : Entrée : c.a. 100 à 240 V, 50/60 Hz
Sortie : c.c. 24 V, 5 A

Dimensions(L × P × H)

Corps principal uniquement : 716 mm × 251 mm × 159 mm
Chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option) uniquement : 601 × 1158 (avecplateaux sortis) × 245 mm

Poids

Corps principal uniquement : Environ 10,5 kg
Chargeur de feuille automatique FD-A09 (accessoire en option) uniquement : Environ 18,0 kg

Température de fonctionnement/humidité

10 °C à 35 °C, 30 % à 85 % d’humidité relative sans condensation

Température/humidité de stockage

0 °C à 45 °C, 0 % à 85 % d’humidité relative sans condensation

Accessoires par défaut

Adaptateur secteur, câble USB, logiciel utilitaire de mesure FD-S2w, guide papier

Accessoires en option

Chargeur de feuille automatique FD-A09*1 L’éclairage pour les longueurs d’onde inférieures à 400 nm est unidirectionnel.
*2 Les conditions d’éclairage M0, M1 et M2 sont conformes aux conditions d’éclairage de la norme ISO 13655 Section 4.2.2 Exigencesd’éclairage et conditions de mesure.
*3 Taille du papier : A3 ; Taille des patchs : 6 mm × 6 mm ; Distribution des patchs : 32 lignes × 47 colonnes*4 Même si les dimensions du papier et les marges sont dans les limites indiquées, certaines chartes peuvent ne pas être mesurable.

39

< CAUTION >KONICA MINOLTA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DE L’UTILISATIONINCORRECTE, DE LA MANIPULATION INAPPROPRIÉE, DE MODIFICATIONS NON AUTORISÉES, ETC. DE CE
PRODUIT OU POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT OU INCIDENT (Y COMPRIS MAIS SANS RESTRICTION À LA
PERTE DE PROFITS COMMERCIAUX, À L’INTERRUPTION DE L’ACTIVITÉ, ETC. EN RAISON DE L’UTILISATIONOU DE L’INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT.

F 9222-A8AN-13©2015-2016 KONICA MINOLTA, INC.

BGGBDX

Printed in Japan