シリーズNo.2

ねじゲージ

’
16.05 改訂版

安全にお使いいただくために安全上の注意・ゲージを検査以外の目的で使わないで下さい。例えば、ナットやボルトの代わりにねじ用限界ゲージを使用すると締結の目的は達せず、ゲージ精度の低下や破壊の原因になります。また、工具代わり（ハンマー、タップ、ダイスなどや、さらえを目的として使用すること）には、絶対使用しないで下さい。
一度そのように使用したものは、ゲージとしての機能は保証できないばかりか、場合によっては安全性を損なうことがあります。
・ゲージには、その機能上の要求により鋭利な部分がありますので、けがなどをしないように取り扱いに充分注意して下さい。特に、ねじ用限界ゲージの場合、ねじ山、及び不完全ねじ山が鋭利になっていますので、加熱浸漬型剥離性プラスチック、防錆袋、防錆紙など、はがすときは慎重に行って下さい。
・ゲージとハンドルは長い期間の間で緩む事があります。大型のゲージがハンドル緩みで落下した場合、思わぬ事故が発生する事がありますので、充分注意して下さい。
・ゲージ又は製品が運動状態にある時は、絶対にゲージによる検査をしないで下さい。落下、破壊、飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあります。幸いにして、事故までに至らなくても、ゲージの異常
摩耗、発熱などを生じ、ゲージの寿命に悪影響を与えます。
・気化性防錆紙の取り扱い後は、石鹸水又は清水で手を洗って下さい。

使用前の注意・ゲージを使用する前には、ゲージ及び製品を洗油またはベンジンなどでよく洗浄するか、乾いたきれいな布などでよく拭き取って下さい。
・使用する前には、ゲージの錆・傷・かえりなどを確認して下さい。錆・傷・かえりが発見された場合には、油砥石などで丁寧に除去して下さい。
・防錆袋からゲージを取出すときは、保管時にも利用できるように上手に切開くと便利です。

使用時の注意・使用に際しては、ゲージに潤滑油を塗布した上で使用することを推奨します。製品も、塵埃・切り粉など良く払ってあることを確認した上で、ゲージ検査を行います。特に、砂ぼこりが付着していると著し
くゲージの摩耗を早めます。
・ゲージは、通り側が通ることを確認してから、止り側ゲージが止まることを確認します。合否の判定は、それぞれのゲージの判定基準によります。
・ゲージ検査するときの力は、限界プレーンゲージの場合、原則としてゲージの自重（挟みゲージの場合
は、作動荷重）とします。小さいゲージの場合は、指先で持つようにして使用すると良いでしょう。
ねじ用限界プラグゲージの場合も同様に、鉛筆を使うときの強さでねじ込むと言われていますが、実際にはこれより強めにするのが普通です。少なくとも、手の掌でハンドルを握りしめてねじ込む様な事は、特別大きい場合以外はしてはなりません。ねじ用限界リングゲージの場合は、ゲージを固定し製品を手に持ってねじ込むと余分なトルクが加わらないのでよいでしょう。
・管用テーパねじゲージで製品ねじを検査する場合、ゲージを最後まで急速にねじ込むと、衝撃的にねじ込まれ抜けなくなりますので、最後のねじ込みは、慎重に行って下さい。

・製品の口元の状態に気を付けましょう。打痕、かえりなどあると判定に狂いを生じさせます。特に、ねじ製品の場合には不完全山の倒れによる判断誤差が生じやすいです。
・ゲージと製品は、 互いの軸心を合わせてはめ込まないと、“食いつき”が生じ、通すことも抜くこともできなくなる場合があります。このときは製品のみならずゲージも傷つける恐れがあります。特に、径の大きい物やねじのピッチが細かいものは慎重に行います。万が一このような状態に陥ったときは、
木又はプラスチックハンマーで互いの軸心が合うように軽く叩くか、リング側をわずかに熱して膨張させて抜くのが良いでしょう。
・ゲージに強い力で打撃を与えたりしてはいけません。通り側ゲージを無理に通したために抜けなくな
ったゲージを抜くときは、鉄ハンマー などで 強く叩いたりして 衝撃を与えな いで下さい。傷、割れ、変形などが生じ、ゲージ機能を損ないます。
・ゲージの落下や転倒に注意しましょう。誤って床などに落としてしまったときは、損傷の程度を良く確認し、油砥石でかえりを除去するなど適切な処理を行って下さい。形状によっては寸法変化の可能性がありますので、必要に応じて精密検査を行って下さい。ゲージの上に物を落としたり、ぶつけた
りした場合も同様です。
・ゲージが場合によっては磁化することがあります。そのときは切り粉、鉄粉が付き摩耗を早めますので脱磁して下さい。
・長い時間、ゲージ又は製品を手で持っていると手の熱で寸法変化を生じます。合否判定にはこの熱による膨張分を考慮しなければなりません。加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製品とゲージの温度差を考慮します。また、製品が薄肉などの場合、冷えるに伴って収縮し、プラグゲージに焼きばめしたような状態になるので充分注意します。

保管時の注意・製品とゲージ、あるいはプラグゲージとリングゲージなど、はめ合わせた状態で保管しないで下さい。
密着したり、 錆発生の原因になることがあります。
・ 保管に際して は、 塵埃、切り粉、 指紋などをよ く 落とし、 錆対策を行って下さい。 また、ゲージ
は湿気のない、温度変化の少ない場所に保管して下さい。防錆対策としては、（1）ゲージを良く拭き、
洗油又はベンジンで洗う。 そして 指紋中和剤を塗ってから防錆油を塗るか又は油に漬けておく。
（2）ゲージをよく洗ってから防錆紙に包む。 又は防錆材をゲージ面に付着しておく。
（3）
よく洗浄した後、防錆袋で包む。 などの方法があります。

寸法管理における注意
・ゲージは摩耗に注意し、使用頻度などを加味して定期的な検査を行って下さい。摩耗限界を超えたゲージは使用してはいけません。
・ゲージ寸法は20℃で定められていますので、環境温度が20℃でない場合は20℃に換算した後、寸法判定して下さい。また、 比較測定の場合には、 ブロックゲージとの温度差に注意して下さい。
・測定時には、錆や温度上昇による寸法変化を防ぐため、手袋やピンセットなどを使い、素手で触れることは極力避けて下さい。
以上は、当社製品を安全にお使いいただくための基本注意です。
その他の詳細につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

ツール コミュニケーション

は

じ

め

に

近代機械工業は高精度と高能率が発展の条件となっていはできますが、作業現場でこれらの機器を備える事は困難

ます。

です。

ねじゲージはそのための基範として、各部品ねじの互換

ねじ用限界ゲージは、通り側と止り側で 1 組となっており、性に、また量産の品質確保に欠くことができません。

通り側が通り、止り側が止るという簡単な操作で、ねじのねじ用限界ゲージの JIS 制定以来、一層ねじゲージの利

総合有効径が確実に測定できます。限界ゲージを使用する用があらゆる工場で重視され、質、量においてその活用にことで安心して作業ができ、受入検査等でのトラブルも発よる生産の合理化が進められています。

生しなくなります。

ねじは機械要素のなかで最も複雑な形状をしていて、外このテキストでは基本的にメートルねじの ISO 等級ゲー

径、有効径、谷の径、ピッチ、山の角度などで成り立ち、

ジ方式と従来の 1 ～ 3 級ゲージ方式の 2 本立てで解説します。

更に等級によりそれぞれ公差が設けられているので測定の難しい製品です。単独にはマイクロメータ等により測定はできますが、すべての数値を満足する事はできません。山
の角度誤差、ピッチ誤差等の測定は工具顕微鏡などで測定

1. ねじゲージの種類
ねじゲージとはねじ山をもつゲージの総称で大きく区分すると、次の 3 種類となります。

通り側と止り側で 1 組となっており、通り側が通り、止り側が 2 回転を超えてねじ込まな
ければ、そのねじは合格となります。
ねじ規格と同じ等級に定められており、使用目的により従来の 1 〜3 級ゲージには工作用と検査用がありますが、ISO 等級ゲージ方式には区別がありません。

ねじ用限界ゲージ

ねじの基準山形および基準寸法に正しく作られたゲージで互に無理なく遊びなくはまり合
うプラグとリングで 1 組となっています。

標準ねじゲージ

管用ねじには管用平行ねじと管用テーパねじの 2 種類があります。管用平行ねじの使用法
はねじ用限界ゲージと同様ですが、テーパゲージは端面に切欠き（PT は 1 段、R は 2 段）があり製品の末端が切欠きの範囲にあれば合格となります。
ANSI 規格ではさらに基準寸法の位置を示す
ため 3 段または 4 段の切欠きとなっています。

管用ねじゲージ※管用ねじゲージの詳細についてはテクニカルデータシリーズ No.3（管用ねじ規格と工具について）を参照下さい。

−1−ツール コミュニケーション

2. ねじ用限界ゲージと点検用ゲージの種類と記号
JIS（ISO等級）のゲージ
種類検査されるねじ

従来JIS（1 〜 3級）のゲージ
種類

記号

通りねじリングゲージ（工作・検査共用）
工作用止りねじリングゲージ
検査用止りねじリングゲージ

GR
WR
IR

ー
ー
工作用限界はさみゲージ
検査用限界はさみゲージ
工作用限界はさみゲージ
検査用限界はさみゲージ

ー
ー
WS通
IS通
WS止
IS止

通りねじプラグゲージ（工作・検査共用）
工作用止りねじプラグゲージ
検査用止りねじプラグゲージ

GP
WP
IP

工作用限界プラグゲージ
検査用限界プラグゲージ
工作用限界プラグゲージ
検査用限界プラグゲージ

WM通
IM通
WM止
IM止

記号

固定式通り側ねじリングゲージ

GR

固定式止り側ねじリングゲージ

NR

プレーン通り側リングゲージ
プレーン止り側リングゲージ

PR通
PR止

プレーン通り側挟みゲージ

PC通

プレーン止り側挟みゲージ

PC止通り側ねじプラグゲージ

GP

止り側ねじプラグゲージNP

プレーン通り側プラグゲージ

PP通

プレーン止り側プラグゲージ

PP止

通りねじリングゲージ

固定式通り側ねじリングゲージ用通り側点検プラグ
固定式通り側ねじリングゲージ用止り側点検プラグ
ー
固定式又は調整式通り側ねじリングゲージ用摩耗点検プラグ

GRGF
GRNF
ー
GW

ー
ー
通り側はめあい点検ねじプラグゲージ
通り側摩耗点検ねじプラグゲージ

ー
ー
GF
GW

止りねじリングゲージ

固定式止り側ねじリングゲージ用通り側点検プラグ
固定式止り側ねじリングゲージ用止り側点検プラグーー
固定式又は調整式止り側ねじリングゲージ用摩耗点検プラグ

NRGF
NRNF
ー
ー
NW

ー
ー
工作用止り側はめあい点検ねじプラグゲージ
検査用止り側はめあい点検ねじプラグゲージ
ー

ー
ー
WF
IF
ー

有効径

おねじ
ねじ用限界ゲージ

外

径

有効径
めねじ
内

径

点検用ゲージ

注（1）ゲージ記号は、ISO R1502に規定されていないが、使用の便を考え、JISでは次の語から定められています。

GR: Go Ring
NR: Not go Ring
PR: Plain Ring
PC: Plain Calliper
GP: Go Plug

NP: Not go Plug
PP: Plain Plug
WR: Not go Working Ring
IR: Not go Inspection Ring
WS: Working Snap

IS: Inspection Snap
WP: Not go Working Plug
IP: Not go Inspection Plug
WM: Working Male
IM: Inspection MaleGF: GはGo,FはFitの意。
NF: NはNot go,FはFitの意。
GW: Go side Wear check plug

NW: Not go side Wear check plug
WF: Wは（Not go）
Working,FはFitの意。
IF: Iは（Not go）
Inspection,FはFitの意。

ISO等級ゲージ方式の特長と1〜3級ゲージ方式との相違点
1.通り側、止り側とも工作・検査用の区別がなくなりました。
従来の1〜3級ゲージ方式ではゲージの止り側については
工作・検査用の区別がありましたが、ISO等級ゲージ方式にはありません。
2.おねじ外径用リングゲージ
おねじの外径用ゲージとして従来のはさみゲージと新たにリングゲージが追加されテーラーの原理を満足するよ
うになりました。
3.ねじリングゲージの合否の判定
従来の1〜3級ゲージ方式ではねじリングゲージは、はめ
あい点検ねじプラグゲージに無理なく遊びなくねじ込まれることにより合格と判定されます。
ISO等級ゲージ方式ではねじリングゲージは通、止の2本の点検プラグによってチェックします。通り点検プラグが無理なく通り抜け、止り点検プラグが1回転を超えてねじ
込まなければ合格と判定されます。
−2−

4.摩耗点検プラグ
摩耗点検プラグの止り側は従来、ゲージの寿命の増大とねじ製品の合格率の減少とを見合わせて使用者において適宜に定めるということでJIS化されていませんでしたが、新しくISOの規定のものがJISにも導入されています。

ツール コミュニケーション

3. 2級ねじとISO等級 6H、6gとの関係
従来の2級ねじはISO等級6H/6gであると一般に言われていますが3mm〜30mmまでの並目ねじと細目ねじ74サイズについては下表の如く2級ねじを基準にして有効径を比較すると、ねじの限界寸法は同一とは限りません。

また同一であっても、ねじ用限界ゲージの公差関係位置も1〜3級とISO等級とは異なるので、ゲージの流用は原則的にはできないので注意が必要です。

56サイズ
18サイズ

呼び M3 〜 M30
並目ねじ 20サイズ
細目ねじ 54サイズ

6H

めねじ有効径6H

めねじ有効径めねじ有効径2級

基準寸法位置

012サイズ
同一限界寸法6g

おねじ有効径6g

おねじ有効径おねじ有効径2級

おねじ有効径

6g

41サイズ

21サイズ
広くなるもの−3−ズレのあるもの

ツール コミュニケーション

4. ゲージのねじ山形
し山頂および谷底を切取った山形としてあります。

ねじゲージは、通り側においては製品を組立てる時の機

この完全なフランクを持つ山形と、切取ったフランクを持能上の互換性を保証するため、検査される製品にはまり合（1）

つ山形の適用は下表によります。

う相手製品に近い完全なフランクを持つ山形として総合有（2）

効径を判定します。又、止り側ゲージにおいては単独な有（1）単独有効径にピッチ誤差の有効径当量及び半角誤差の有効径当量を加算した（めねじの場合は、差し引いた）もの。
（2）平行ねじの場合、軸線に沿って測ったねじ溝の幅が規定上のピッチの 1/2 であるような仮想的な円筒の直径。

効径に近い検査が出来るよう、有効径近くのフランクを残

完全なフランクをもつ山形

ゲージの区分

形

1〜3級
ゲージ

適用されるゲージ

形

状

通りねじリングゲージ

ねじプラグゲージ

図ー2

通りねじプラグゲージ（GP）
通りねじリングゲージ用通り点検プラグ （GRGF）
止りねじリングゲージ用通り点検プラグ （NRGF） 図ー4
止りねじリングゲージ用止り点検プラグ （NRNF）
止りねじリングゲージ用摩耗点検プラグ （NW）

止りねじプラグゲージ（NP）
通りねじリングゲージ用
止り点検プラグ（GRNF）
通りねじリングゲージ用
摩耗点検プラグ（GW）

ねじリングゲージ

図ー1

通りねじリングゲージ（GR） 図ー3

工作用止りねじリングゲージ（WR）
検査用
（IR）

図ー2

通りねじプラグゲージ（GP）
通り側はめあい点検ねじプラグゲージ（GF）
工作用止り側はめあい点検ねじプラグゲージ		
図ー4（WF）
検査用止り側はめあい点検ねじプラグゲージ		
（IF）

工作用止りねじプラグゲージ（WP）
検査用止りねじプラグゲージ（IP）
通り側摩耗点検ねじプラグゲージ		
（GW）

ねじプラグゲージ

図− 1

完全なフランクを持つ山形（ねじリングゲージに適用）（GR） 図ー3

適用されるゲージ

図ー1

ねじリングゲージ
ISO等級
ゲージ

状

切 り 取 っ た フ ラ ン ク を もつ山形

図− 2

止りねじリングゲージ（NR）

完全なフランクを持つ山形（ねじプラグゲージに適用）

注 (3) 谷底形状は検査されるおねじまたはめねじの山頂に当たらない範囲で逃げまたは谷底を深くしてあります。
図− 3切り取ったフランクを持つ山形（ねじリングゲージに適用）

図− 4切り取ったフランクを持つ山形（ねじプラグゲージに適用）

注 (4) 切り取ったフランクを持つ山形は、谷底に逃げを設けるのを原則とするが、ピッチ 1mm（24 山）より細い
ピッチの場合はフランクの直線部を延長した形としてもよいとされています。

−4−ツール コミュニケーション

5. ねじとねじ用限界ゲージ・点検用ゲージの公差相互の関係位置説明図（ISO等級）

PC

PP

PR

NW NRNF NRGF

NR

GW

GRNF GRGF

GR

GP

NP

1

ねじとねじ用限界ゲージ・点検用ゲージの公差相互の関係位置説明図（1〜3級）

WS

IS

IM
IF

IR

WF

WR

GW

GF

GR

GP

WP

WM

IP

1

備 考 図の中の許容域又は摩耗しろの図示は、それぞれ次の意味を示します。
めねじの有効径又は内径公差おねじの有効径又は外径公差ねじリングゲージ
又ははさみゲージ
及びリングゲージの公差

注（1）この位置は、内径の基準寸法の位置の一例を示します。

−5−

最小摩耗しろねじプラグゲージ
又はプラグゲージの公差

ツール コミュニケーション

6. 有効径ゲージの公差位置例
M 3 × 0.5 の有効径ゲージの公差位置
6H、6g用の有効径ゲージ
2級用の有効径ゲージ

M10 × 1.5の有効径ゲージの公差位置
6H、6g用の有効径ゲージ−6−

ツール コミュニケーション

7. 点検ねじゲージの取扱い

（3）

7-1

ISO等級の点検用ゲージの使用目的と使い方及び点検用ゲージによる合否の判定

7-1-1

通りねじリングゲージ用点検ゲージの使用目的と使い方 通りねじリングゲージを点検するゲージの使用目的と使い方は次による。

（1）

通りねじリングゲージ用通り点検プラグ（GRGF）
この点検プラグは、新製した通りねじリングゲージ（GR）の総合有効径の通り限界を検査するもので、
通りねじリングゲージ（GR）は、この点検プラグを手でねじ込んだとき、無理なく通り抜けなければならない。
通りねじリングゲージ用止り点検プラグ（GRNF）（2）
この点検プラグは、新製した通りねじリングゲージ（GR）の有効径の最大許容寸法を検査するもので、
通りねじリングゲージ（GR）は、この点検プラグを無理なく手でねじ込んだとき、どちら側からも1回転を超えてねじ込まれてはならない。
（3）

通りねじリングゲージ用摩耗点検プラグ（GW）
この点検プラグは、通りねじリングゲージ（GR）の有効径が規定された摩耗限界を超えていないかどうかを確認するためのもので、通りねじリングゲージ（GR）は、この点検プラグを無理なくねじ込んだと

き 、どちら側からも1回転を超えてねじ込まれてはならない。もし、1回転を超えてねじ込まれれば、通りねじリングゲージ（GR）は、規定された摩耗限（1）
界を超えたことになる。
7-1-2 止りねじリングゲージ用点検ゲージの使用目的と使
い方 止りねじリングゲージを点検するゲージの使用目的と使い方は、次による。
（1） 止りねじリングゲージ用通り点検プラグ（NRGF）
この点検プラグは、新製した止りねじリングゲージ（NR）の有効径の最大許容寸法を検査するもので、
止 り ね じ リングゲ ージ（N R）は、この点検プラグ
を手でねじ込んだとき、無理なく通り抜けなければならない。
（2） 止りねじリングゲージ用止り点検プラグ（NRNF）
この点検プラグは、新製した止りねじリングゲージ（NR）の有効径の最大許容寸法を検査するもので、止りねじリングゲージ（NR）は、この点検プラグを無理なく手でねじ込んだとき、どちら側からも1回転を超えてねじ込まれてはならない。

−7−

止りねじリングゲージ用摩耗点検プラグ（NW）
この点検プラグは、止りねじリングゲージ（NR）の有効径が規定された摩耗限界を超えていないかどうかを確認するためのもので、止りね
じリングゲージ（NR）は、この点検プラグを無理なくねじ込んだとき、どちら側からも1回転を超えてねじ込まれてはならない。もし、1回転を超えてねじ込まれれば、止りねじリング
ゲージ（NR）は、規定された摩耗限界を超えたことになる。
7-2
点検用ゲージによる合否の判定 点検用ゲージ
による合否の判定は、次による。
（1） 通りねじリングゲージの場合 新製の通りねじ
リングゲージ（GR）は、7-1-1の（1）及び（2）を満足すれば検査に合格したものとする。また、使用中の通りねじリングゲ ージ（GR）は、7-1-1の（3）を満足すれば摩耗限界を超えていないと判定する。
（2） 止りねじリングゲージの場合 新製の止りねじ
リングゲージ（NR）は、7-1-2の（1）及び（2）を満足すれば検査に合格したものとする。また、使用中の止りねじリングゲージ（NR）は、7-1-2の（3）を満足すれば摩耗限界を超えていないと判定する。
注（1）従来 JIS（1 〜 3 級）では GW が通り抜けない事
でG R は摩耗限界内にあると判定される。

8. 製品の呼び方
8-1

ゲージの呼び方は、規格番号、又は、規格名称、
ねじ山の巻き方向（右ねじの場合は原則として省略する。
）、ねじの呼び及びゲージの記号による。
注（1）ねじの呼びにはピッチを含める。
（2）記号の代わりに、ねじの等級とゲージの種類を示してもよい。

例：JIS B 0251
左メートルねじ用限界ゲージ（規格番号又は規格名称）

M10×1.5（ねじの呼び）巻き方向 ）
（ねじ山の

6g

GR

通りねじリングゲージ（ねじの等級）（ゲージの記号）（ゲージの種類）

ツール コミュニケーション

8-2

表

示

ゲージの適当な箇所に、左ねじに限り左又はLHの記
号、ねじの呼び、ゲージ記号、製造業者名又はその略
号、及び、製造年月若しくはその略号又は製造番号を表示する。
注 ねじの呼びにはピッチも表示する。

例：（製造業者名、製造年月若しくはその略号又は製造番号は省略してある。）
通りねじリングゲージの場合

M10×1.5−6g GR

外径用通りリングゲージの場合

M10×1.5−6g PR通通り・止りねじプラグゲージの左ねじ（両頭形）の場合

GP 左 M10×1.5−6H NP

内径用プラグゲージ（通り・止りの両頭形）の場合

M10×1.5−6H PP

通りねじリングゲージ用摩耗点検プラグの場合

GW M10×1.5−6g

9. サブゼロ処理と効果

10. ねじゲージの摩耗量
摩耗量の比較 2 級 M8 P1.25 SKS3 摩耗回数

GP
GR

3000回
1500回
摩耗量測定法−8−

ツール コミュニケーション

11. ねじゲージの材質
普通は合金工具鋼SKS31を使用しますが、さらに耐久性を得る場合には、高速度工具鋼や超硬合金を採用します。

12. ねじゲージの正しい使用方法
12-1 ゲージの使用方法

12-3 手順と判定（1）ねじゲージの通り側を被測定物にねじ込んで調べる。
（2）通り側が無理なくねじ込まれた場合、止り側を同時にねじ込んで調べる。
（3）判定※ゲージをねじ込む時無理しないこと。

めねじ又はおねじ及びゲージを十分清掃した後、製品とゲージの食い付きを防ぐために清浄な油を塗布して使用することが望ましい。検査するねじはまくれ切粉、ほこりな
どよく除いて下さい。又、倒れたり、落下しやすいような置き方は避けて下さい。
12-2 ゲージの区別

12-4 使用後の手入れ（1）ほこり、切りくず等をよく洗浄し、防錆油を塗っておくこと。
（2）防錆袋の膜をかぶっていたものは、再び使用して保護の万全を期する。
（3）保管場所は湿気のない温度差の少ない所へ保管する。

一般的には、ねじプラグゲージの場合通り側ゲージは、ねじが長く、止り側は短くてハンドルには止り側表示溝が入っており、リングゲージの場合通りリングゲージの方が厚く、止りリングゲージは薄くて止り側表示溝が入っています。またゲージには、それぞれのゲージ記号があること
でも通り、止りの区別ができます。

−9−ツール コミュニケーション

13. ねじゲージトラブル要因と対策
トラブルの内容

トラブルの要因

精 度 不 良有効径の不具合

1. ねじ規格、ゲージ規格、サイズ、等級、ゲージの種類を明確にする。
2. 適正な測定方法にし、測定値の照合をする。

溶

1. 被測定物の切りくずを完全に除去する。

耐

久

性

着

対

策

はめあい点検嵌合不具合

1. 製作時のはめあい点検ゲージを使用する。
2. はめあい点検ゲージを持っている場合、製作依頼の時、貸与する。
3. はめあい点検ゲージを照合する。

摩

1. 被測定物を洗浄する。
2. 適切な使用方法をする。
3. ゲージ材質を変更する。

耗

14. ねじゲージご注文の手引き
1. ねじ用限界ゲージ（LG）（4）精度（等級）（5）ねじ種別・呼び・ピッチ（6）
右ねじ、左ねじの区別（左ねじの場合のみご指示下さい）（1）プラグ、リングの区別（2）通り側、止り側の区別（3）止り側の場合は工作用、検査用の区別（JIS等級ゲージ方式のみ）
2. 点検用ねじゲ−ジ（LCG）（1）はめあい点検、摩耗点検の区別（2）1 の（2）〜（6）を、ご指示下さい。
3. 標準ねじゲージ（SG）

1の
（1）
、
（4）
〜
（6）
を、ご指示下さい。
4. 管用テーパゲージ（TG）

1の
（1）
、
（4）〜
（6）
を、ご指示下さい。
記号によるご指示例

LG

ゲージ
の種類

（IP） Ⅱ

等 級

M8

Pl.25

（左）

ピッチ（山数）

プラグ・
リングの区別 ねじの呼び
限界ゲージの種別

（2 条）

※備考

条 数

ゲージの種類の記号 LG、LCG……はO S G 製品記号で、その他の記号は JISによるものです。

特殊ねじの種類

15. ゲージ校正のご案内
完全予約制でゲージ校正を行っています。（有料）
規格が明確であれば、どのメーカのゲージも対象となります。
詳しくは当社ホームページをご覧頂くか、お近くの営業所までお問い合わせ下さい。

−10−ねじ規格表ツール コミュニケーション

■平行ねじ
ねじの種類

記号

規格

メートルねじM

ミニチュアねじS

ユニファイねじ（並目）

UNC

ユニファイねじ
（細目）

UNF

ねじ山の
角度

呼び径範囲

ねじの等級

ゲージ規格

JIS B 0205
JIS B 0209
JIS B 0207※1
JIS B 0211※1

1 〜 355

4H, 5H, 6H, 7H
4h, 6h, 6g, 8g

JIS B 0251

JIS B 0201

0.3 〜1.4

3G5, 3G6
4H5, 4H6, 5h3

─

JIS B 0206
JIS B 0210
JIS B 0208
JIS B 0212

No.1 〜 4

UNC/UNRC

No.1 〜 4

UNF/UNRF

ユニファイねじ

ユニファイねじUNEF/UNREF
UNS/UNRS

ANSI/ASME B1.1

60°

SAE AS 8879D
ISO 3161
ASME B1.15

管用平行ねじW

0.216 〜1.6875
1.0625 〜 4

JIS B 0208※2

9.5 〜150

JIS B 0202 附属書

CTC

JIS C 8305 附属書

55°

80°

NPSH

管用平行ねじ（イギリス）ANSI/ASME B1.20.1

NPSL
NPSF
NPSI

ANSI/ASME B1.20.7

60°

⅛ 〜12

A級, B級JIS B 0254
附属書

19 〜75

⅛ 〜4
⅛ 〜6
⅛ 〜12
½ 〜4

TM

JIS B 0216 ：1980附属書

29度台形ねじTW

JIS B 0222※1

ACME

ANSI/ASME B1.5

STUB ACMEANSI/ASME B1.8

BUTT

ANSI B1.9

BC

JIS B 0225

ミシン用ねじSM

JIS B 0226※1

カメラの三脚取付ねじ

U

JIS B 7103

写真レンズ付属品取付ねじ

M

JIS B 7111

13.5 〜 95

内燃機関用スパークプラグねじ

M

JIS B 8031

10S, 12S, 14S

自転車ねじ
（一般用）
自転車ねじ
（スポーク用）−11−

10 〜 300
10 〜100

7°
×45°

¼ 〜5
½ 〜 24
5/16 〜19/16
1.8 〜 460°

1/16 〜13/16

ANSI/ASME
B1.20.1

ANSI B1.20.5

7H, 8H, 7e, 8c

30度台形ねじ──

8 〜 300

Tr

29°

2B, 2A

おねじ-A 級 , B 級

メートル台形ねじ30°─

1/16 〜 6

BS 2779

バットレスねじ（アメリカ）

55°

JIS B 0258※1
JIS B 0254

1/16 〜1

ANSI B1.20.3.1.20.4

JIS B 0257※1

おねじ-A 級 , B 級

JIS B 0216, B 0217
B 0218※1

スタッブアクメねじ（アメリカ）NBS HANDBOOK H28

1/16 〜 6G

アクメねじ（アメリカ）

2級、3級、4級

16 〜104

NPSC
NPSM

3B, 3A2B, 2A

0.625 〜 6

¼ 〜6

PF

薄鋼電線管ねじ

ドライシール管用平行ねじ（アメリカ）

ANSI/ASME B1.2

JIS B 0206※2

JIS B 0202

CTG

管用平行ねじ（アメリカ）

5/16 〜 6

0.4375 〜 6G厚鋼電線管ねじANSI B1.2
─

0.073 〜 4

8UNJ

3B, 2B, 1B
3A, 2A, 1A

No.10 〜 6

0.060 〜1.5

16UNJ

ウィットねじ（細目）

No.12 〜111/16

UNJF

12UNJ

ウィットねじ（並目）

No.0 〜1½

4, 6, 8, 12,
16, 20, 28,
32UN/UNR
UNJC
UNJEF

JIS B 0255

No.0 〜1½

──
4G, 3G, 2G
4C, 3C, 2C

ANSI B1.5

─

ANSI B1.8

class3, class2

ANSI B1.9

─

JMAS 4002

1級 , 2級 , 3級

¼, ⅜
─

─

ツール コミュニケーション

■平行ねじ
ねじの種類

ねじ山の
角度

記号

規格

STUD

JIS B 1173

自動車用タイヤバルブねじ

V

JIS D 4207 附属書

自動車用タイヤバルブステムねじTV

JIS D 4208

自転車用タイヤバルブねじ

CTV

JIS D 9422 附属書

電球類の口金、受金用ねじ

E

JIS C 7709

給水栓取付ねじ─JIS B 2061

鋼製ドラム用口金ねじ

G

JIS Z 1604 附属書

記号規格R, RC（テーパめねじ）
Rp（平行めねじ）

JIS B 0203

PT, PS（平行めねじ）

JIS B 0203 附属書R

ISO7-1

R, RC（テーパめねじ）
Rp（平行めねじ）

BS 21

植込みボルト

※1

呼び径範囲

ねじの等級

ゲージ規格

4 〜 2060°

5 〜 205 〜 12
5〜8

─
55°

─

─

5 〜 40JMAS 4002
─

13, 20, 25¾, 2

JIS Z 1604 附属書■テーパねじねじの種類

管用テーパねじ
管用テーパねじ（ISO）
管用テーパねじ（イギリス）

NPT

管用テーパねじ（アメリカ）

NPTR

ねじ山の
角度

55°

呼び径範囲

テーパ

1/16 〜 6

JIS B 0253

⅛ 〜12

JIS B 0253 附属書ISO7-2

1/16 〜 6
1/16〜 24 OD

ANSI/ASME B1.20.1

ゲージ規格

BS 21

1/16

½〜4

ANSI/ASME
B1.20.1

NPTF

ドライシール管用テーパねじ（アメリカ）

PTF-SAE
SHORT

管用テーパねじ
（航空機）

ANPT

ANSI B1.20.3, 1.20.4

60°

ANSI B1.20.5

1/16 〜 3

SAE AS71051B

SAE AS71051B

カメラ用レリーズ取付ねじ

JIS B 7104

3.4

28°

─

人造黒鉛電極接続用のねじ

JIS R 7201

3T 〜 24T

1/3

JIS R 7202

継目なし鋼製高圧ガス容器弁取付部ねじJIS B 8241

V1, V2, V3

JIS B 8244 附属書

39

溶解アセチレン容器用弁取付部ねじ─

液化石油ガス容器用弁取付部ねじJIS B 8245 附属書

高圧ガス容器用弁ねじ
ガス容器ねじ（イギリス）

55°

JIS B 8246

V1, V2, V3

BS 341:Part1, 2

0.6 〜1.25

LP
CSG

60°

TBG
UP TBG

API 油井用鋼管ねじ（アメリカ）

Buttress
CSG

API Std 5B
3°×10°

Ex. Li. CSG

6°
×6°

NC

API TOOL JOINTねじ（アメリカ）REG
IF

API Spec 760°

⅛ 〜 20D
4½ 〜 201.050 〜 4½
4½ 〜 13⅜
16 〜 20
5 〜 7⅝8⅝ 〜 10¾
23 〜 77
2⅜ 〜 8⅝
2⅜ 〜 5½

3½ 〜 6⅝

FH※1：すでに廃止となっている規格です。

V1, V2※2：本規格中、該当のねじに関する規格のみすでに廃止となっています。

−12−

─

3/26

1/5.625, ⅛

JIS B 8244〜6
解説

BS 341:Part1, 2

1/16
1/16
1/12
⅛
1/9.6

API Std 5B¼, 1/61/6¼, 1/6

API Spec 7

本社〒 442-8543

愛知県豊川市本野ケ原三丁目22 番地

TEL(0533)82-1111
Web : https://www.osg.co.jp/

本社 E-mail : cs-info@osg.co.jp
International〒 442-8543 Headquarters
愛知県豊川市本野ケ原三丁目22 番地

TEL(0533)82-1111
3-22 Honnogahara,
Toyokawa,
442-8543, JAPANE-mail: cs-info@osg.co.jp
WebAichi,: https://www.osg.co.jp/
TEL : +81-533-82-1118
FAX : +81-533-82-1136

東日本営業部
東日本営業部〒 140-0002 東京都品川区東品川4-12-6〒 140-0002 東京都品川区東品川4-12-6品川シーサイドキャナルタワー19階
西日本営業部 品川シーサイドキャナルタワー 19 階
西日本営業部〒 550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 405 号〒 550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 405 号
アプリケーション営業部
アプリケーション営業部〒 451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町3-1-17〒 451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町
3-1-17
BIZrium 名古屋 4階
BIZrium 名古屋 4階〈工具の技術的なご相談は…〉コミュニケーションダイヤル

コミュニケーション FAXい0533-82-1134

工

具

は

一

コミュニケーション E-mail

台

郡

山

仙
茨

台
城

郡
両

山
毛

茨
城
宇都宮
両
新

TEL(03)5715-2966
TEL(03)5715-2966
TEL(06)6538-3880
TEL(06)6538-3880
TEL(052)589-8320
TEL(052)589-8320

0120-41-5981
よ

仙

番

土日祝日、
会社休日を除く

毛
潟

宇都宮
東 京
新
潟
八王子
東
厚

京
木

八王子
諏 訪
厚
上

木
田

諏
静

訪
岡

上
浜

田
松

静
豊

岡
川

浜

松

豊

川

TEL（ 022 ）390-9701
TEL（ 024 ）991-7485
TEL（ 022
029 ）390-9701
354-7017
TEL（ 024））
991-7485
0270
40-5855
TEL（ 029
028 ）354-7017
651-2720
TEL（ 0270
40-5855025 ））
288-3888028
651-2720
TEL（ 03））5715-2966
025 ）645-5406
288-3888
TEL（ 042
03 ））5715-2966
TEL（ 046
230-5030
042 ））
645-5406
TEL（ 0266
58-0152046 ））
230-5030
TEL（ 0268
28-73810266
58-0152
TEL（ 054））
283-6651
0268
28-7381
TEL（ 053））
461-1121054 ））
283-6651
TEL（ 0533
82-1145
TEL（ 053 ）461-1121
TEL（ 0533 ）82-1145

三

河

トヨタ
三
河
名古屋
トヨタ
岐 阜
名古屋
京 滋
岐
大

阜
阪

京
明

滋
石

大
金

阪
沢

明
岡

石
山

金
広

沢
島

岡
四

山
国

広
九

島
州

四
国
北九州
九
熊

州
本

北九州
熊

本

TEL（ 0566 ）62-8286
TEL（ 0533 ）82-1145
TEL（ 056662-8286052 ））
589-83200533
82-1145
TEL（ 058））
259-6055
052 ）553-2012
589-8320
TEL（ 077
058
259-6055
TEL（ 06））
4308-3411
077 ）927-8212
553-2012
TEL（ 078
06 ））
4308-3411
TEL（ 076
268-0830
078 ）241-0411
927-8212
TEL（ 086
076 ）532-6808
268-0830
TEL（ 082
086 ）868-4003
241-0411
TEL（ 087
082 ）504-1211
532-6808
TEL（ 092
087 ）922-8190
868-4003
TEL（ 093
092 ）386-5120
504-1211
TEL（ 096
TEL（ 093 ）922-8190
TEL（ 096 ）386-5120

hp-info@osg.co.jp

安全にお使いいただくために

OSG 代理店◦工具を使用する時は、破損する危険があるので、必ずカバー・保護眼鏡・安全靴等を使用して下さい。
◦切れ刃は素手で触らないで下さい。
◦切りくずは素手で触らないで下さい。
◦工具の切れ味が悪くなったら使用を中止して下さい。
◦異常音・異常振動が発生したら、直ちに使用を中止して下さい。
◦工具には手を加えないで下さい。
◦加工前に工具の寸法確認を行って下さい。

Copyright © 2016 OSG Corporation. All rights reserved.
◦ 製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を変更する場合があります。

◦ 本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。

T-2.web(DN)
23.12