医療⽤エックス線防護ボックス Med-BOX

参考図集
はじめに
医療⽤エックス線防護ボックス『Med-BOX』参考図集はMed-BOXの特⻑や仕様について詳しくお伝え
し、ご検討の際により具体的なイメージをお持ちいただけるよう作成いたしました。
様々な仕様に製作対応いたしますので、ご希望の仕様をお申し付けください。
⼯場や研究施設向けの産業⽤ 組⽴式X線防護ボックスにつきましては、別途 専⽤カタログがございます。

⽬次
特⻑

・・・

1

設置イメージ

・・・

2

参考図集
参考図1

外⼨：1,000×1,200×⾼さ2,250㎜

⻭科⽤X線装置

参考価格 \1,380,000- ・・・

3

参考図2

外⼨：1,600×1,600×⾼さ2,304㎜

⻭科⽤X線装置

参考価格 \2,280,000- ・・・

4

参考図3

外⼨：2,246×1,496×⾼さ2,144㎜

⼀般X線撮影装置

参考価格 \2,380,000- ・・・

5

参考図4

外⼨：2,250×1,800×⾼さ2,144㎜

⼩動物専⽤X線装置

参考価格 \2,480,000- ・・・

6

参考図5

外⼨：2,550×1,620×⾼さ2,140㎜

⼀般X線撮影装置

参考価格 \2,580,000- ・・・

7

参考図6

外⼨：2,000×3,000×⾼さ2,304㎜

⼀般X線撮影装置

参考価格 \3,780,000- ・・・

8

上記は参考製作⼨法です。サイズはご要望に応じてオーダーメイドで製作いたします。
※タテ・ヨコ・⾼さの製作最⼤⼨法は6,000×3,400×⾼さ2,700㎜です。*鉛当量2.0㎜まで
それ以外の⼨法や鉛当量につきましてはご相談ください。
※既存天井⾯とMed-BOX天端とのクリアランス（すき間）は150mm以上必要です。
*本書に記載の仕様・品番・価格等は予告なく変更する場合がございます。

オプション・注意事項

・・・

9

⾒積について・納⼊実績（抜粋）

・・・

10

医療⽤エックス線防護ボックス Med-BOX特⻑
LED表⽰灯（使⽤中ランプ）

アルミフレーム（鉛⼊り）

管理区域標識従事者⽤注意事項標識
患者⽤注意事項標識
観察窓
幅＝280mm

⾼さ＝280mm

LXプレミアム（⽔拭き可能）

⽚開扉
ポリ合板パネル

幅＝700mm

⾼さ＝1,880mm（鉛⼊り）

X線機器配線⽤貫通⼝
50Φ

ステンレス製沓摺

01

02

03

組⽴式エックス線防護ボックス

搬⼊〜設置まで、

オーダーメイド

作業が1⽇で完了
⼯場製作のアルミフレームとポリ部材の搬⼊〜Med-BOX設置まで

サイズ・鉛当量等をそれぞれの案

合板仕上パネルを現地で組み⽴ての作業が最短1⽇で完了します。

件に合わせて製作いたします。

設置するため、建築⼯事による組⽴・設置込で承ります。

規格⼨法もございます。

エックス線防護が不要です。

04

05

06

将来的な移設・拡張OK

全国各地に設置OK

狭い空間でも設置OK

仮設診療所から本設診療所への移Med-BOXは全国各地、どこでも狭い空間でも設置できます。設置

設や、拡張などの⼨法変更にも対設置を承ります。

の可否につきましては、お気軽に応いたします。

※離島を除くご相談ください。

1

医療⽤エックス線防護ボックス Med-BOX

設置イメージ
設置前

設置後

設置例①

設置例②

設置例④（引⼾タイプ）

設置例⑤

設置例③

配線⽤貫通⼝室内側防護カバー▲ 鉛裏打ちカバー2

参考図 1平⾯図

歯科用 X 線装置

扉出 643

室内幅900

参考価格 ( 本体 ) ￥1,380,000※税別。 設置に関する諸費用別途、 線量測定費用別途

室内幅1100

奥⾏き 外形⼨法1200（デンタル撮影）

室内灯

外 寸
内 寸
総重量

1,000 × 1,200 × 高さ 2,250≒ 900 ×≒1,100 × 高さ≒2,200
約 340kg

防護面

天井面
壁4面
床面
厚み

使⽤中

ステンレス沓摺

鉛入りパネル

有効開口 600※180°開いた場合

点線部
パネル内 PF 管

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される機器メーカー様との打合せが必要です。

幅 外形⼨法1000※90°開いた場合は554mm です扉

観察窓
有効開口 280×280

点線部
パネル内 PF 管

観察窓

表面材

3
室内⾼2200

有効開⼝1700

BOX内
扉⾼下から1740

観察窓1450

照明スイッチ

外形⼨法2250

付属品

その他

FL
配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

オプション( 有料対応 )正面外観図【注意事項】【別途項目】

・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス ( すき間 ) は 150mm 以上必要です。
・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス ( すき間 ) は 10mm 以上必要です。
・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 ( 天井付 ) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
・ Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) スイッチとの連動を標準とします。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 ( 連動させる配線作業は含みません )・ X 線撮影装置及びその設置
・ 空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置（空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
安全のため、 火災報知器の設置を推奨いたします。）
・ その他、 本仕様書に記載以外の項目

鉛当量 ： 1.5mm
鉛当量 ： 1.5mm
38mm
ポリ合板 ： アイボリーホワイト色( アルプス AB583VC)

芯材
種類

木積層材 ・ ペーパーハニカムコア
片開扉

有効寸法

幅 ＝ 700(180°解放時 )高さ＝ 1,880

ハンドル

レバーハンドル( 川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット

吊金物

面付旗蝶番
( ベスト No.127)

含鉛ガラス
有効寸法

柱材 ・ 天井梁 材質

使⽤中鉛当量 ： 1.5mm

1 セット

LX プレミアム ( 水拭き可能 )幅＝280 高さ＝280
アルミニウム標識

管理区域標識患者用注意事項標識
従事者用注意事項標識

1枚
1枚
1枚

室内照明
( 天井付 )LED 照明 ： AC100V
明るさ 800lm( パナソニック XLX200NENLE9)

1灯

使用中表示灯( 使用中ランプ )LED 照明 ： AC100（片面型本体 ：パナソニック NNF11930LE1）( 消し文字パネル ：パナソニック FK11571J)

1台

・ X 線機器配線用貫通穴Φ50・ 上記室内側防護カバー ( ステンレス製 )・ 電源ケーブル ( 装置配線用貫通穴から 3m)※室内照明 ( 天井付 ) 及び使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) 用
・ 操作盤取付用 補強下地

1 ヶ所
1 ヶ所

・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。
・ X 線装置取付用 補強下地・ 特注標識管理区域標識、 患者用注意事項標識、従事者用注意事項標識は特注も可能です。
・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー
・ 換気扇 ( 天井付け )標準サイズ ： 330×330mm
風量： 180 ㎥ /h
( 三菱電機 VD-15Z12)・ 扉表面材の変更
カラー変更、 ポリ合板→メラミン化粧板への変更等
その他、 記載のない事項もご相談ください。

※この仕様書及び記載の品番 ・ 価格等は予告なく変更する場合がございます。

外形1600

参考図 2

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される機器メーカー様との打合せが必要です。

室内幅1500

歯科用 X 線装置
（CT/ パノラマ撮影）

参考価格 ( 本体 ) ￥2,280,000-（デ ン タ ル 撮 影）

室内幅1514外形1600※税別。 設置に関する諸費用別途、 線量測定費用別途

外 寸
内 寸
総重量

1,600 × 1,600 × 高さ 2,304≒1,500 ×≒1,514 × 高さ≒2,260
約 450kg

防護面

天井面
壁4面
床面
厚み

室内灯

鉛入りパネル
使⽤中平⾯図

ステンレス沓摺配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

有効開口 700※180°開いた場合

扉※90°開いた場合は650mm です

観察窓

表面材

室内⾼2260

有効開⼝1880

鍵なし

BOX内

外形⾼2304

配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

照明スイッチ300

有効開⼝18 80

付属品

窓中⼼ 1650

4

観察窓
有効開口
280×280

使⽤中オプション( 有料対応 )

FL

床

正面外観図

その他

沓摺部は別添図面参照【注意事項】【別途項目】

・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス ( すき間 ) は 150mm 以上必要です。
・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス ( すき間 ) は 10mm 以上必要です。
・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 ( 天井付 ) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
・ Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) スイッチとの連動を標準とします。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 ( 連動させる配線作業は含みません )・ X 線撮影装置及びその設置
・ 空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置（空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
安全のため、 火災報知器の設置を推奨いたします。）
・ その他、 本仕様書に記載以外の項目

鉛当量 ： 1.5mm
防護無し
38mm
ポリ合板 ： アイボリーホワイト色( アルプス AB583VC)

芯材
種類

木積層材 ・ ペーパーハニカムコア
片開扉

有効寸法

幅 ＝ 700(180°解放時 )高さ＝ 1,880

ハンドル

レバーハンドル( 川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット

吊金物

面付旗蝶番
( ベスト No.127)

含鉛ガラス
有効寸法

柱材 ・ 天井梁 材質
点線部
パネル内 PF 管

鉛当量 ： 1.5mm

1 セット

LX プレミアム ( 水拭き可能 )幅＝280 高さ＝280
アルミニウム標識

管理区域標識患者用注意事項標識
従事者用注意事項標識

1枚
1枚
1枚

室内照明
( 天井付 )LED 照明 ： AC100V
明るさ 800lm( パナソニック XLX200NENLE9)

1灯

使用中表示灯( 使用中ランプ )LED 照明 ： AC100（片面型本体 ：パナソニック NNF11930LE1）( 消し文字パネル ：パナソニック FK11571J)

1台

・ X 線機器配線用貫通穴Φ50・ 上記室内側防護カバー ( ステンレス製 )・ 電源ケーブル ( 装置配線用貫通穴から 3m)※室内照明 ( 天井付 ) 及び使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) 用
・ 操作盤取付用 補強下地

1 ヶ所
1 ヶ所

・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。
・ X 線装置取付用 補強下地・ 特注標識管理区域標識、 患者用注意事項標識、従事者用注意事項標識は特注も可能です。
・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー
・ 換気扇 ( 天井付け )標準サイズ ： 330×330mm
風量： 180 ㎥ /h
( 三菱電機 VD-15Z12)・ 扉表面材の変更
カラー変更、 ポリ合板→メラミン化粧板への変更等
その他、 記載のない事項もご相談ください。

※この仕様書及び記載の品番 ・ 価格等は予告なく変更する場合がございます。

外形⼨法2246

参考図 3

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される機器メーカー様との打合せが必要です。

室内幅2160

一般 X 線撮影装置

壁パネル下部
配線用貫通穴Φ50（立 位 撮 影 の み）

参考価格 ( 本体 ) ￥2,380,000-

室内灯

室内灯

室内幅1410

外形⼨法1496※税別。 設置に関する諸費用別途、 線量測定費用別途

外 寸
内 寸
総重量

2,246 × 1,496 × 高さ 2,144≒2,160 ×≒1,410 × 高さ≒2,100
約 620kg

防護面

天井面
壁4面
床面
厚み

有効開口 700※180°開いた場合

鉛入りパネルステンレス沓摺※90°開いた場合は654mm です

配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

扉

観察窓

表面材

木積層材 ・ ペーパーハニカムコア
片開扉

有効寸法

幅 ＝ 700 (180°解放時 )高さ＝ 1,880

ハンドル

レバーハンドル( 川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット

吊金物

面付旗蝶番
( ベスト No.127)

含鉛ガラス
有効寸法

5

照明スイッチ

室内天井高≒2,100

鍵なし

BOX内

有効開⼝1880

670

外形⾼さ2144

観察窓
有効開口
280×280その他

配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

FL沓摺部は別添図面参照

正面外観図【注意事項】【別途項目】

・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス ( すき間 ) は 150mm 以上必要です。
・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス ( すき間 ) は 10mm 以上必要です。
・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 ( 天井付 ) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
・ Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) スイッチとの連動を標準とします。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 ( 連動させる配線作業は含みません )・ X 線撮影装置及びその設置
・ 空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置（空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
安全のため、 火災報知器の設置を推奨いたします。）
・ その他、 本仕様書に記載以外の項目

オプション( 有料対応 )1 セット

LX プレミアム ( 水拭き可能 )幅＝280 高さ＝280
アルミニウム標識

管理区域標識患者用注意事項標識
従事者用注意事項標識

1枚
1枚
1枚

室内照明
( 天井付 )LED 照明 ： AC100V
明るさ 800lm( パナソニック XLX200NENLE9)2灯

使用中表示灯( 使用中ランプ )LED 照明 ： AC100（片面型本体 ：パナソニック NNF11930LE1）( 消し文字パネル ：パナソニック FK11571J)

1台

使用中

付属品

鉛当量 ： 1.5mm
鉛当量 ： 1.5mm
38mm
ポリ合板 ： アイボリーホワイト色( アルプス AB583VC）

芯材
種類

柱材 ・ 天井梁 材質

点線部
パネル内 PF 管

鉛当量 ： 1.5mm

・ X 線機器配線用貫通穴Φ50・ 上記室内側防護カバー ( ステンレス製 )・ 電源ケーブル ( 装置配線用貫通穴から 3m)※室内照明 ( 天井付 ) 及び使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) 用
・ 操作盤取付用 補強下地

2 ヶ所
2 ヶ所

・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。
・ X 線装置取付用 補強下地・ 特注標識管理区域標識、 患者用注意事項標識、従事者用注意事項標識は特注も可能です。
・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー
・ 換気扇 ( 天井付け )標準サイズ ： 330×330mm
風量： 180 ㎥ /h
( 三菱電機 VD-15Z12)・ 扉表面材の変更
カラー変更、 ポリ合板→メラミン化粧板への変更等
その他、 記載のない事項もご相談ください。

※この仕様書及び記載の品番 ・ 価格等は予告なく変更する場合がございます。

外形2250

参考図 4

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される機器メーカー様との打合せが必要です。

室内幅2164

小 動 物 専 用
X 線 撮 影 装 置

参考価格 ( 本体 ) ￥2,480,000室内灯

室内灯

室内幅1714外形1800※税別。 設置に関する諸費用別途、 線量測定費用別途

平⾯図

外 寸
内 寸
総重量

2,250 × 1,800 × 高さ 2,144≒2,164 ×≒1,714 × 高さ≒2,100
約 560kg

防護面

天井面
壁4面
床面
厚み

ステンレス沓摺

鉛入りパネル

使⽤中743

配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

有効開口 700

扉※180°開いた場合※90°開いた場合は 654mm です

観察窓

表面材

6
使⽤中

BOX 内

その他

オプション
( 有料対応 )FL
沓摺部は別添図面参照

正面外観図

室内天井高≒2,100

有効開⼝1880

照明スイッチ
換気扇スイッチ

窓中⼼1450

設置場所天井⾼2390

観察窓
有効開口
280×280

外形2144（室内⾼2090）

付属品【注意事項】【別途項目】

・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス ( すき間 ) は 150mm 以上必要です。
・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス ( すき間 ) は 10mm 以上必要です。
・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 ( 天井付 ) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
・ Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) スイッチとの連動を標準とします。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 ( 連動させる配線作業は含みません )・ X 線撮影装置及びその設置
・ 空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置（空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
安全のため、 火災報知器の設置を推奨いたします。）
・ その他、 本仕様書に記載以外の項目

鉛当量 ： 1.5mm
鉛当量 ： 1.5mm
38mm
ポリ合板 ： アイボリーホワイト色( アルプス AB583VC)

芯材
種類

木積層材 ・ ペーパーハニカムコア
片開扉

有効寸法

幅 ＝ 700(180°解放時 )高さ＝ 1,880

ハンドル

レバーハンドル( 川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット

吊金物

面付旗蝶番
( ベスト No.127)

含鉛ガラス
有効寸法

柱材 ・ 天井梁 材質
点線部
パネル内 PF 管

鉛当量 ： 1.5mm

1 セット

LX プレミアム ( 水拭き可能 )幅＝280 高さ＝280
アルミニウム標識

管理区域標識患者用注意事項標識
従事者用注意事項標識

1枚
1枚
1枚

室内照明
( 天井付 )LED 照明 ： AC100V
明るさ 800lm( パナソニック XLX200NENLE9)2灯

使用中表示灯( 使用中ランプ )LED 照明 ： AC100（片面型本体 ：パナソニック NNF11930LE1）( 消し文字パネル ：パナソニック FK11571J)

1台

・ X 線機器配線用貫通穴Φ50・ 上記室内側防護カバー ( ステンレス製 )・ 電源ケーブル ( 装置配線用貫通穴から 3m)※室内照明 ( 天井付 ) 及び使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) 用
・ 操作盤取付用 補強下地

1 ヶ所
1 ヶ所

・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。
・ X 線装置取付用 補強下地・ 特注標識管理区域標識、 患者用注意事項標識、従事者用注意事項標識は特注も可能です。
・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー
・ 換気扇 ( 天井付け )標準サイズ ： 330×330mm
風量： 180 ㎥ /h
( 三菱電機 VD-15Z12)・ 扉表面材の変更
カラー変更、 ポリ合板→メラミン化粧板への変更等
その他、 記載のない事項もご相談ください。

※この仕様書及び記載の品番 ・ 価格等は予告なく変更する場合がございます。

参考図 5

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される機器メーカー様との打合せが必要です。

一 般 X 線 撮 影 装 置（立 位 撮 影・臥 位 撮 影）
倉庫内2590
外形⼨法2550

平⾯図

参考価格 ( 本体 ) ￥2,580,000-

室内幅2464※税別。 設置に関する諸費用別途、 線量測定費用別途

外 寸
内 寸
総重量

2,550 × 1,620 × 高さ 2,140≒2,464 ×≒1,534 × 高さ≒2,100
約 580kg

防護面

天井面
壁4面

室内灯

床面
厚み
室内灯

室内幅1534

外形⼨法1620

倉庫内1680

既存コンセント

鉛入りパネル

室内側
照明スイッチ扉

ステンレス沓摺り

使用中表示灯は
建物壁面に取り付け※グレー部分は Med-BOX 室外側の既存壁を示す

観察窓

使⽤中
使⽤中

曝射スイッチ取り出し用通路※既存の壁構造によって位置決定

有効開⼝645

観察窓
有効開口280×280

曝射スイッチ取り出し用通路※既存の壁構造によって位置決定

外観正⾯図【注意事項】【別途項目】

・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス ( すき間 ) は 150mm 以上必要です。
・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス ( すき間 ) は 10mm 以上必要です。
・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 ( 天井付 ) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
・ Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) スイッチとの連動を標準とします。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 ( 連動させる配線作業は含みません )・ X 線撮影装置及びその設置
・ 空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置（空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
安全のため、 火災報知器の設置を推奨いたします。）
・ その他、 本仕様書に記載以外の項目

外形⼨法2144

室内⾼2100

鍵なし空錠

既存枠開⼝1985

室内側
照明スイッチ防護BOX⼊⼝有効開⼝1880

付属品

その他

オプション
( 有料対応 )鉛当量 ： 1.5mm
防護無し
38mm
ポリ合板 ： アイボリーホワイト色( アルプス AB583VC)

芯材
種類

木積層材 ・ ペーパーハニカムコア
片開扉

有効寸法

幅 ＝ 700(180°解放時 )高さ＝ 1,880

ハンドル

レバーハンドル( 川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット

吊金物

面付旗蝶番
( ベスト No.127)

含鉛ガラス
有効寸法

柱材 ・ 天井梁 材質

7
既存コンセント※Med-BOX 内照明に使用

表面材

鉛当量 ： 1.5mm

1 セット

LX プレミアム ( 水拭き可能 )幅＝280 高さ＝280
アルミニウム標識

管理区域標識患者用注意事項標識
従事者用注意事項標識

1枚
1枚
1枚

室内照明
( 天井付 )LED 照明 ： AC100V
明るさ 800lm( パナソニック XLX200NENLE9)2灯

使用中表示灯( 使用中ランプ )LED 照明 ： AC100（片面型本体 ：パナソニック NNF11930LE1）( 消し文字パネル ：パナソニック FK11571J)

1台

・ X 線機器配線用貫通穴Φ50・ 上記室内側防護カバー ( ステンレス製 )・ 電源ケーブル ( 装置配線用貫通穴から 3m)※室内照明 ( 天井付 ) 及び使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) 用
・ 操作盤取付用 補強下地

1 ヶ所
1 ヶ所

・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。
・ X 線装置取付用 補強下地・ 特注標識管理区域標識、 患者用注意事項標識、従事者用注意事項標識は特注も可能です。
・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー
・ 換気扇 ( 天井付け )標準サイズ ： 330×330mm
風量： 180 ㎥ /h
( 三菱電機 VD-15Z12)・ 扉表面材の変更
カラー変更、 ポリ合板→メラミン化粧板への変更等
その他、 記載のない事項もご相談ください。

※この仕様書及び記載の品番 ・ 価格等は予告なく変更する場合がございます。

参考図 6

図中の X 線撮影装置は設置のイメージです。
実際の設置に関しては導入される機器メーカー様との打合せが必要です。

一 般 X 線 撮 影 装 置（立 位 撮 影・臥 位 撮 影）

外形2000室内幅1914

参考価格 ( 本体 ) ￥3,780,000※税別。 設置に関する諸費用別途、 線量測定費用別途

配線用貫通穴 70×70
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

室内灯

外 寸
内 寸
総重量

2,000 × 3,000 × 高さ 2,304≒1,914 × 2,914 × 高さ≒2,200
約 780kg

防護面

天井面
壁4面
床面
厚み

室内幅2914外形3000鉛入りパネル
天井梁

扉
点線部
パネル内 PF 管

観察窓

室内灯

8

木積層材 ・ ペーパーハニカムコア
片開扉

有効寸法

幅 ＝ 700(180°解放時 )高さ＝ 1,880

ハンドル

レバーハンドル( 川口技研 LS-33-1M-N) 1 セット

吊金物

面付旗蝶番
( ベスト No.127)

含鉛ガラス
有効寸法

1 セット

LX プレミアム ( 水拭き可能 )幅＝280 高さ＝280
アルミニウム観察窓
有効開口
280×280標識

管理区域標識患者用注意事項標識
従事者用注意事項標識

1枚
1枚
1枚

室内照明
( 天井付 )LED 照明 ： AC100V
明るさ 800lm( パナソニック XLX200NENLE9)2灯

使用中表示灯( 使用中ランプ )LED 照明 ： AC100（片面型本体 ：パナソニック NNF11930LE1）( 消し文字パネル ：パナソニック FK11571J)

1台

正⾯外観図

配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート【注意事項】【別途項目】

・ 重量物のため設置場所の床耐荷重をご確認ください。
・ 組立作業のためクリアランスが及び設置場所のスペース確認が必要です。
・ 既存天井面と Med-BOX 天端とのクリアランス ( すき間 ) は 150mm 以上必要です。
・ 既存壁面と Med-BOX 壁面とのクリアランス ( すき間 ) は 10mm 以上必要です。
・ Med-BOX の設置場所は既存の室内照明 ( 天井付 ) 及び空調設備機器のメンテナンス等を考慮のうえご検討ください。
・ 扉と既存設備や既存壁面等との干渉にご注意ください。
・ Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) は配線ケーブルに付いているコンセントプラグを外部コンセントに差し込んでご使用ください。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は Med-BOX の室内照明 ( 天井付 ) スイッチとの連動を標準とします。
・ 使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) は X 線撮影装置との連動も可能です。 ( 連動させる配線作業は含みません )・ X 線撮影装置及びその設置
・ 空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置（空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
空調、 火災報知器、 スプリンクラー等の設置は施設管理者様に設置の必要性や設置方法等についてご確認ください。
安全のため、 火災報知器の設置を推奨いたします。）
・ その他、 本仕様書に記載以外の項目

BOX内

室内⾼2200

有効開⼝1880

照明スイッチ

配線用貫通穴Φ50
内側 ： 防護カバー
外側 ： 穴あきコンセントプレート

付属品
総⾼2304外形⾼2244

有効開⼝654

芯材種類

柱材 ・ 天井梁 材質

1450

平⾯図

鉛当量 ： 1.5mm
防護無し
38mm
ポリ合板 ： アイボリーホワイト色( アルプス AB583VC)

使⽤中ステンレス沓摺使⽤中表面材

鉛当量 ： 1.5mm

その他沓摺部は別添図面参照

オプション( 有料対応 )・ X 線機器配線用貫通穴Φ50・ 上記室内側防護カバー ( ステンレス製 )・ 電源ケーブル ( 装置配線用貫通穴から 3m)※室内照明 ( 天井付 ) 及び使用中表示灯 ( 使用中ランプ ) 用
・ 操作盤取付用 補強下地

1 ヶ所
1 ヶ所

・ 片開扉から親子扉及び引戸への変更が可能です。
・ X 線装置取付用 補強下地・ 特注標識管理区域標識、 患者用注意事項標識、従事者用注意事項標識は特注も可能です。
・ 追加の配線貫通穴及び防護カバー
・ 換気扇 ( 天井付け )標準サイズ ： 330×330mm
風量： 180 ㎥ /h
( 三菱電機 VD-15Z12)・ 扉表面材の変更
カラー変更、 ポリ合板→メラミン化粧板への変更等
その他、 記載のない事項もご相談ください。

※この仕様書及び記載の品番 ・ 価格等は予告なく変更する場合がございます。

医療⽤エックス線防護ボックス Med-BOX

オプション・注意事項
オンラインでの打合せも承ります。まずはご相談ください。
オプション(有料対応)● 扉種類の変更◎ ⾞いすでの出⼊りを可能にした幅=850mm以上の親⼦扉や⽚引⼾へ変更可能です。
親⼦扉：幅850×⾼さ1880mm
⽚引⼾：幅 700×⾼さ 1880mm※幅=850mm以上の⽚引⼾は、引⼾取付⾯に2250㎜以上（外⼨）が必要です。

● X線装置取付⽤ 補強下地
● 特注標識 … 施設名称などのロゴ⼊れが可能です。

製作イメージ● 追加の配線貫通⼝および防護カバー● 換気扇(天井付け)● 扉表⾯材の変更◎ カラー変更

ロゴやマークを⼊れて◎ ポリ合板→メラミン化粧板

施設オリジナル標識の作成も可能です。

その他、記載のない事項もご相談ください。

*データご⽀給ください◆ 必要な鉛当量の検討(遮へい計算)
まずはエックス線機器メーカー様へ必要な鉛当量のご確認をお願いいたします。
弊社にて鉛当量の検討（遮へい計算）が必要な場合は別途有料にて承りますのでご相談ください。

◆ 漏えいX線量測定
エックス線機器メーカー様が漏えいX線量測定を⼿配されているケースが多いです。
まずはエックス線機器メーカー様へ漏えいX線量測定のご確認をお願いいたします。
弊社実施の漏えいX線量測定をご希望の場合は別途有料にて承りますのでご相談ください。
（「X線診療室 漏えいX線量測定⼠」等の有資格者が測定を⾏います）
法定*の定期測定をご依頼いただきますと、測定時に建具等に不具合がないかのチェックをサービスで実施いたします。

*医療法施⾏規則 第三⼗条の⼆⼗⼆に定める6か⽉を超えない期間ごとの測定◆ 労働基準監督署への放射線装置の届出サポート
届出をされる際に必要な遮へい計算書や管理区域防護図⾯の作成を別途有料にて承りますのでご相談ください。

◆ 製造物責任賠償保険加⼊… 医建エンジニアリング㈱は製造物責任賠償保険に加⼊しています。

その他オプション● リース可能*ご利⽤にはリース会社による審査がございます。

◎ Med-BOX単独でのリース◎ エックス線装置と組合せてのリース

注

意

事

いずれも可能です。

項＊ 医療法⼈許可事項変更等の申請⼿続きは承ることができません。
＊ X線撮影装置およびその設置はございません。
＊ 空調、⽕災報知器、スプリンクラー等の設置は施設様側での対応となります。
＊ その他、本書に記載の項⽬以外は別途でございます。

9医療⽤エックス線防護ボックス Med-BOX

⾒積について・納⼊実績(抜粋)
⾒積について⾒積のご依頼は下記フォームより承ります。
お⼿数ですが、⾒積依頼フォームよりご依頼をお願いいたします。
Med-BOX ⾒積依頼フォーム
https://forms.gle/9Fk6GAKc2syhJmcL6
医建エンジニアリング株式会社

📱 090-2214-7301

メディセル営業部

🕘 ⽉〜⾦ 9:00〜17:00

納⼊実績（抜粋）

2024年3⽉現在

年⽉

施設名

装置種類

所在地

2023年

12⽉

伊予市国保中⼭⻭科診療所

⼀般X線撮影装置

愛媛県伊予市2023年

12⽉

⼤原⻭科医院仮診療所

⻭科⽤X線撮影装置

東京都品川区

2023年

7⽉

札幌市⻭科クリニック

⻭科⽤X線撮影装置

北海道札幌市

2023年

6⽉

アイングデンタルクリニック

⻭科⽤X線撮影装置

東京都千代⽥区

2023年

6⽉

岡⽥矯正⻭科仮診療所

⻭科⽤X線撮影装置

茨城県つくば市

2023年

4⽉

那珂記念MITOクリニック

⼀般X線撮影装置

茨城県ひたちなか市

2023年

3⽉

みしゅくクリニック

⼀般X線撮影装置

東京都世⽥⾕区

2022年

11⽉

帝京平成⼤学模擬動物病院（アニマルケアセンター）

⼩動物専⽤X線装置

千葉県市原市

2022年

3⽉

国⺠健康保険⼩菅村診療所

⼀般X線撮影装置

⼭梨県甲府市

2021年

12⽉

国⽴成育医療研究センター

⻭科⽤X線撮影装置

東京都世⽥⾕区

2021年

3⽉

HORACグランフロント⼤阪クリニック

⼀般X線撮影装置

⼤阪府⼤阪市

2019年

7⽉

ジャスミンベッツ

⼩動物専⽤X線装置

愛知県⼀宮市

2018年

7⽉

むくの⽊クリニック

⼀般X線撮影装置

徳島県徳島市

2017年

3⽉

みやこ⻭科

⻭科⽤X線撮影装置

兵庫県養⽗市2016年

6⽉

医療法⼈社団⾼輪会釧路⻭科⻭科⽤X線撮影装置

北海道釧路市

2015年

12⽉

南⿂沼市⽴ゆきぐに⼤和病院

⻭科⽤X線撮影装置

新潟県南⿂沼市

2015年

3⽉

東海⼤学医学部付属⼤磯病院

⻭科⽤X線撮影装置

神奈川県中郡2013年

11⽉

⽶海兵隊岩国航空基地

透視⽤X線撮影装置

⼭⼝県岩国市2012年

10⽉

信州⼤学医学部附属病院-

⻑野県松本市2012年

9⽉

東京医科⻭科⼤学⻭学部附属病院

⻭科⽤X線撮影装置

東京都⽂京区2012年

7⽉

ひろの動物病院

⼩動物専⽤X線装置

岩⼿県九⼾郡2011年

7⽉

名護記念クリニック

⽿⿐科⽤X線撮影装置

沖縄県名護市2011年

3⽉

昭和⼤学横浜市北部病院

⻭科⽤X線撮影装置

神奈川県横浜市2009年

2⽉

公⽴昭和病院(仮設棟)⻭科⽤X線撮影装置

東京都⼩平市

2023年

8⽉

﨑⾕様邸仮診療所

他◆ ⼯場や研究施設向けの産業⽤ 組⽴式X線防護ボックスにつきましては、
別途 専⽤カタログがございますのでお申し付けください。

10

会社概要
商

号

医建エンジニアリング株式会社

創⽴

1978年（昭和53年）8⽉11⽇

⾦3,000万円社〒130-0026 東京都墨⽥区両国4-31-11 ヒューリック両国ビル

資

本

本

☎:03-3634-7301
三

郷

⾼

州

倉

庫

〒341-0037 埼⽟県三郷市⾼州2-169-1☎:048-954-5825

許可・所属団体
建

設

業

許

可

東京都知事許可（般-4）第72141号

⾼度管理医療機器等販売業許可

許可番号 4墨福衛⽣薬第899号

古

東京都公安委員会許可

物

商

許

可

国 際 規 格 認 証 取 得第307739504621号

品質マネジメントシステムISO 9001：2015 登録証番号：JQA-QMA15007
環境マネジメントシステムISO 14001：2015 登録証番号：JQA-EM7075

所

属

団

体

⼀般社団法⼈

⽇本画像医療システム⼯業会

医療機器業公正取引協議会
⼀般社団法⼈

全国建設室内⼯事業協会

医療放射線防護連絡協議会
東京商⼯会議所
関東タイガー耐⽕・遮⾳構造施⼯研究会

放射線・建築関連 資格者数

*2024年4⽉時点

診療放射線技師

1名

2級建築⼠

1名

第1種放射線取扱主任者

1名

1級建築施⼯管理技⼠

2名

作業環境測定⼠

1名

1級建築施⼯管理技⼠補

3名

エックス線作業主任者

25名

2級建築施⼯管理技⼠

5名

X線診療室 漏えいX線量測定⼠

18名

2級建築施⼯管理技⼠補

6名

X線診療室 漏えいX線量測定⼠補佐

3名

2級建設業経理⼠

1名

X線しゃへい計算技術者

5名

主な医療機器関連 取引先*従業員数：30名（2024年4⽉時点）※五⼗⾳順

医科エックス線機器(国内) キヤノンメディカルシステムズ㈱、㈱島津製作所、島津メディカルシステムズ㈱、東洋メディック㈱、富⼠フイルムヘルスケア㈱、富⼠フイルムメディカル㈱(海外) シーメンスヘルスケア㈱、GEヘルスケア・ジャパン㈱、⽇本ストライカー㈱、㈱フィリップス・ジャパン
⻭科エックス線機器㈱アイデンス、朝⽇レントゲン⼯業㈱、タカラベルモント㈱、㈱モリタ、㈱ヨシダ

⼤原⻭科医院 様（東京都品川区）

プロトタイプ1号

・ Med-BOX EF…EFはEco Friendlyの略です。

・ 従来品に⽐べ鉛を約81％削減*し環境負荷を低減
・ 鉛の代わりにホーシャット無鉛ボードXPを使⽤*当社⽐※本製品は開発段階のため、当⾯は東京23区内および近県（国道16号以内）のみの設置とさせていただきます。

お問合せ先：医建エンジニアリング株式会社
メディセル営業部
TEL 03-3634-7301
MAIL info45@iken-eng.co.jp

Ver. 3.0

2024年4⽉ 現在

改訂履歴
⽇付

タイトル

2024年4⽉

-

ページ番号

内容

Ver.
3.0

2400401

Copyright(C) Iken Engineering Co.,Ltd All rights reserved.