FAレンズ
実機比較
レポート

0.4

Contrast [%]

0.3

0.2

0.1

0-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]

協力：トライオプティクス・ジャパン(株)様＜注意＞
本レポートは、すべてのレンズの性能を保証するものではございません。また許可なき2次配布を禁じます。

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社
エレクトロニクス事業部 営業室 ソリューション営業G

1©RICOH Industrial Solutions. Inc

目次
はじめに

P.3

測定内容

P.4-6

総合結果

P.7

結果詳細
MTF性能比較

P.8-12

片ボケ比較

P.13-19

フォーカス深度比較

P.20-24

2©RICOH Industrial Solutions. Inc

はじめに
カタログスペックやシミュレーション値はデータ上で比較できるが実機で確かなパフォーマンスがでるか心配・・・
評価の工数を減らしたい・・・
そんなお客様の声にお応えし弊社ではトライオプティクス・ジャパン株式会社様ご協力の元実機を用いてレンズの性能評価をいたしました

本レポートが皆様のレンズ選定にお役立ちできれば幸いです

3©RICOH Industrial Solutions. Inc測定内容【測定項目】①MTF②片ボケ③フォーカス深度【測定条件】
センサ：2/3型（像高±5.5mm、ピクセルピッチ3.45um）
絞り値：F2
物体距離 ：250mm (物体側フランジ端面⇒物体レチクル)
測定方位 ：水平、垂直、対角40°の合計最大3象限
空間周波数：147lp/mm
4©RICOH Industrial Solutions. Inc測定内容【測定機種】
Noモデル

フォーマット

開放F値

測定方位

1FL-CC2518-5MX

2/3"

1.80°,40°,90°2

A社-5MP

2/3"

1.60°,40°,90°3

B社-5MP

1/1.2"

1.80°,40°,90°4

C社-5MP

2/3"

1.640°

5C社-10MP2/3"

1.840°

6D社-5MP2/3"

1.440°

7FL-CC2514A-2M

2/3"

1.440°

8C社-MP2/3"

1.440°

9D社-MP11/1.8"

1.840°

10D社-MP22/3"

2.140°

5©RICOH Industrial Solutions. Inc測定内容
装置風景外観レンズ配置様子

指標線位置

測定方位の図解
90度断面

40度断面
レンズの指標線を手前6時方向に配置し、0度方位とします。
0度を基準として時計回りに、0度断面40度、90度各断面における性能を測定いたしました。
6©RICOH Industrial Solutions. Inc総合結果①5MPクラス ②MPクラス 別での総合評価を記載しております※評価点数は ①では6段階 ②では4段階で高得点ほど性能が良い結果となりますモデル①5メガピクセルクラスFL-CC2518-5MX
A社
B社
C社
C社
D社
②メガピクセルクラス
FL-CC2514A-2M
C社
D社-1
D社-2

解像度

MTF中心

MTF周辺

MTF
有効解像

深度

合計5MP
5MP
5MP
5MP
10MP
5MP

43561353246163452161542321
1016
1911102MP
MPMPMP

4321342134214231141394＜指標解説＞
MTF中心：中心での解像度（最小値比較） MTF周辺：±5.5mmでの解像度（最小値比較）
MTF有効解像：147lp/mmを20%以上解像している領域の広さ
深度：147lp/mmを10%以上解像するフォーカス量7©RICOH Industrial Solutions. Inc

ＭＴＦ比較

8©RICOH Industrial Solutions. Incこんなことでお悩みではありませんか?
周辺のパフォーマンスが低いので・システムの数を増やして検査、もしくは必要以上に高解像なレンズを使用・高精細な中心部のみで検査し、対象物の位置合わせが煩雑

リコーレンズは“周辺まで高精細”なので広いエリアをカバーし検査の質と省スペース化が両立できます！
例えばこんなシーンで・・・
錠剤検査、果物～粉検査等、対象物の位置がランダムで流れてくるライン
自動車部品など、対象物が大きい場合の周辺の異物検出検査

9©RICOH Industrial Solutions. IncMTF実測結果
下の結果の通り“周辺まで高精細”が実機においてもパフォーマンスに表れ、周辺部までの欠陥検出に有利です
MTFグラフ

高精細画像範囲

0.3
10.00

最も高精細範囲が広い

0.2

他社5Mを上回る解像範囲を有する

8.00
7.00
6.00

0.1

高精細画像範囲[mm]

Contrast (%)

9.00

5.00
4.00

0-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5

3.00

Image height [mm]2.00

コントラスト20%以上*を解像している
像高領域を“高精細画像範囲”として測定

1.00
0.00

*日本インダストリアルイメージング協会(JIIA)技術報告書より。 “解像=MTF20%”とした。”より。撮像レンズ単体で、20%以上解像している範囲を有効解像領域として評価。
10©RICOH Industrial Solutions. Inc

MTF測定結果一覧（5MP～）
Tan,Sag方向 もしくは 測定方位3角度 のうち最小値でグラフを作成します

Contrast [%]FL-CC2518-5MX
0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1
000-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5Image height [mm]-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]C社-10MP

Contrast [%]B社-5MP

A社-5MP

D社-5MP

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

00-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]2/3型センサー（対角：11mm）で評価

5.50-5.5-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]©RICOH Industrial Solutions. IncWD ：250mm
絞り ：F2
MTF：147lp/mm
11MTF測定結果一覧（MP）
Tan,Sag方向 もしくは 測定方位3角度 のうち最小値でグラフを作成します
FL-CC2514A-2M

C社-MP

0.40.4Contrast [%]

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

00-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]Image height [mm]

D社-MP10.4

D社-MP22/3型センサー（対角：11mm）で評価

0.4

Contrast [%]5.50.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

00-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]0-5.5-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Image height [mm]WD ：250mm
絞り ：F2
MTF：147lp/mm
12©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス性能比較
・片ボケ・フォーカス範囲

13©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス性能比較
・片ボケ・フォーカス深度

14©RICOH Industrial Solutions. Inc

片ボケ（かたぼけ）とは？
画面の上下左右で解像力に差があり、画像内でボケが片寄って見える状態です
中心にピントを合わせた場合、左右片側だけピントが合わなかったりする際は、レンズ個体に片ボケが生じている可能性が高いです
片ボケはレンズの中心がずれていたり、傾いていることに起因します
レンズメーカーの設計～組立～調整といった総合的な技術が問われる項目の１つです
片ボケが少ないレンズ

M-Dグラフ実写（WD=900mm）
MTFピークが画面全域で揃っている

周辺部

ＭＴＦ

至近

inf

片ボケが大きいレンズ
MTFピークが中心と周辺で異なる

15©RICOH Industrial Solutions. Incこんなことでお困りではありませんか？
・ピントを合わせたつもりがあっていない・・・
・真ん中でピント合わせたときに、片側だけ精度が悪い・・・⇒ 「片ボケ」が原因かもしれません

リコーレンズは片ボケが少ない設計/生産を実現しています
リコーは設計通りに作る生産技術の高さはもちろん、設計から生産工程まで調整/管理し、高品質な製品を提供しています
傾きが少ないレンズ

傾きが大きいレンズ

16©RICOH Industrial Solutions. Inc

Ｍ－Ｄ測定結果一覧(5MP～)
Tan,Sag方向で最小値を、測定方位３角度で測定した機種はその中で最小値を積み上げています。グラフは0mm～±5.5mmまでの各像高における解像度を表しております。

Contrast [%]FL-CC2518-5MX

A社-5MP

0.4

0.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

032.19

32.24
32.29
32.34
Focus Position [mm]032.19

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

031.846

31.89631.946Focus Position [mm]

32.24
32.29
32.34
Focus Position [mm]31.996031.935

31.98532.035Focus Position [mm]©RICOH Industrial Solutions. Inc

032.0732.12
32.17
Focus Position [mm]32.22

凡例：グラフ色と像高対応表

D社-5MP

C社-10MP

Contrast [%]B社-5MP32.085

WD ：250mm
絞り ：F2
MTF：147lp/mm

17Ｍ－Ｄ測定結果一覧（MP)
Tan,Sag方向で最小値を、測定方位３角度で測定した機種はその中で最小値を積み上げています。グラフは0mm～±5.5mmまでの各像高における解像度を表しております。
C社-MP

Contrast [%]FL-CC2514-2M
0.50.50.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

031.7831.83
31.88
Focus Position [mm]31.93

031.7831.83
31.88
Focus Position [mm]31.93

凡例：グラフ色と像高対応表

D社-MP2Contrast [%]D社-MP1
0.50.50.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.20.10.1

031.82131.87131.92131.971
Focus Position [mm]035.62235.67235.72235.772Focus Position [mm]©RICOH Industrial Solutions. Inc

WD ：250mm
絞り ：F2
MTF：147lp/mm

18片ボケ性能検証（5MP抜粋）
リコーレンズは周辺部においても左右での解像ズレが少なく左右での解像が同じように再現されることが分かります
画面周辺部での左右での解像度のズレ

検証イメージ
左右での解像度のズレをグラフ化

FL-CC2518-5MX

A社-5MP

B社-5MP

C社-5MP

C社-10MP

0.00
-0.01

-0.03

解像度のズレが少ない

左右での解像度のズレ
0.3

-0.04

Contrast [%]解像度のズレ [mm]

-0.02

-0.05
-0.06

0.2

0.1
032.25

-0.07
-0.08

32.27

32.2932.3132.33

Focus Position [mm]±5.5mm

±4.95mm±4.4mm

-4.4±3.85mm*Tan,Sag方向 もしくは 測定方位3角度 のうち最小値でグラフを作成します*D社5MPはピーク位置が一様ではなかったため、比較対象からは除外

4.4*解像度のズレ＝像高の左右でMTFがピークとなるときのフォーカス位置の差
ズレが大きい程片ボケが大きくなります
19©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス性能比較・片ボケ・フォーカス深度

20©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス深度とは？
対象物にピントが合う範囲のことです
フォーカス深度が深いと、物体（センサ）の前後にもピントを合わせることができ対象物に凹凸が存在していても、解像力をキープすることができます
本項目では ＭＴＦ 10%を解像する範囲をフォーカス深度として評価しました
レンズ

物体素子

フォーカス深度(DOF)**Depth of Focus 略称21
©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス範囲結果一覧(5M～)

Focus Position (μm)

各像高時点におけるMTF=10%以上解像するフォーカス位置の最小値(Lower DOF)と最大値(Upper DOF)を表しております
FL-CC2518-5MX
50503030

1040

10DOF-10-10-30-30-50-50-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Lower DOF

-10-60-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5Upper DOF

Lower DOF

C社-5MP
Focus Position (μm)

B社-5MP

A社-5MP

Upper DOF

-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Lower DOF

Upper DOF

C社-10MP604040202000-20-20-40-40-60-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Lower DOF

Upper DOF

-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Lower DOF

Upper DOF

WD ：250mm 絞り ：F2 MTF：147lp/mm
LowerDOF：最大値積み上げ UpperDOF：最小値積み上げ
22©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス範囲結果一覧(MP)
各像高時点におけるMTF=10%以上解像するフォーカス位置の最小値(Lower DOF)と最大値(Upper DOF)を表しております

Focus Position (μm)

FL-CC2514A-2M
100C社-MP

D社-MP1100500-50-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Lower DOF

50300-20-50-70-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5Upper DOF

Lower DOF

Upper DOF

-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5
Lower DOF

Upper DOF

WD ：250mm 絞り ：F2 MTF：147lp/mm
LowerDOF：最大値積み上げ UpperDOF：最小値積み上げ
23©RICOH Industrial Solutions. Incフォーカス深度比較
FL-CC2518-5MXのフォーカス深度が最も広いと確認されました⇒ 物体側の多少の高低差であれば問題なく解像することが可能です
例えばこんなシーンで・・・
凹凸のある被写体検査全般
DOFグラフフォーカス深度40.0

FL-CC2518-5MX3010

フォーカス深度-10-3035.0

フォーカス深度 [um]Focus Position [μm]5030.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0-50-5.5 -4.4 -3.3 -2.2 -1.1 0.0 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5

Lower DOF

0.0

Upper DOF

※フォーカス深度＝「各像高における、(UpperDOF) – (Lower DOF)の最小値」として算出※D社5MPレンズ、D社MP2レンズはフォーカス深度がマイナスとなるため、評価対象外とした

24©RICOH Industrial Solutions. Inc

テスト機貸出サービスのご案内
レンズを検討されるお客様を対象に、カタログ品のラインナップ全てのテスト機貸し出しサービスを実施しております。
直ぐに評価できるということで多くのお客様にご利用いただいています。
ご質問ご不明点ございましたらお気軽に下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
リコーインダストリアルソリューションズ(株)エレクトロニクス事業部 営業室 ソリューション営業G
Mail：zjc_web_info@jp.ricoh.com
デモ機問い合わせはこちらから26