〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ
Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ〕
用ホストアプリ〕

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）
ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方
２０２１年２月５日 X521004 株式会社データ・テクノ■■始めに■■
Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ（ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ－ｍｏｄｂｕｓ）は、Ｍｏｄｂｕｓ変換器（DT-MDB05s【※】）からデータを取得して表示することや、設定変更などが行なえるＷｉｎｄｏｗｓプログラムです。
Ｍｏｄｂｕｓ変換器は、ＲＳ－２３２ＣコネクタからもＭｏｄｂｕｓ通信を行ない、このプログラムはＭｏｄｂｕｓホストとして働きます。
Ｍｏｄｂｕｓ変換器は、ディップスイッチ設定以外に、Ｍｏｄｂｕｓ通信を通じて、その設定を変更をすることができます。
Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ

AnalogScope-modbus

イ ン ス ト ー ル 作 業 は 特 に 必 要 あ り ま せ ん 、 ダ ウ ン ロ ー ド し た 「 AnalogScope_modbus.exe 」 と「AnalogScope_modbus.exe.config」を適切なフォルダに置き、起動してください。
実行には、「.NET Framework 4.5」以降が必要です。
【※】アナログシリアルコンバータ（DT-ASC04i）も、ディップスイッチ切り換えで、Ｍｏｄｂｕｓ変換器として動作することが出来ます。
■■設定項目■■
Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ（ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ－ｍｏｄｂｕｓ）では、つぎの項目が設定できます。
offset
オフセット

gain
ゲイン

mode
リセットモード
interval
リセット周期（サンプリングモード）

bitrate
ビットレートaddress
ノードアドレス

スケーリングのためのオフセットを設定します。
電圧値、電流値に加算する値を、電圧〔V〕、または電流〔mA〕で設定します。
負値も可能です。浮動小数点値で指定します。
デフォルト値は、0 です。
スケーリングのためのゲインを設定します。
電圧値、電流値にこの値がかけられた値が、表示、送信されます。
負値を設定された場合は、符号が反転します。浮動小数点値で指定します。
デフォルト値は、1.0 です。
スケーリングは、入力値と、表示値のペアでも、設定できます。
リセットモードを下記の選択肢の中から設定します。
Interval：インターバル、Read：読み出し、Free：自由を選択します。
サンプリングモード Normal：通常モード、High speed：高速モードの選択と、インターバルリセットの間隔を設定します。
設定範囲：＜1〔秒〕＞ ～ 20〔日〕、分解能 1〔秒〕（通常モード）＜25〔ミリ秒〕＞ ～ 12〔時間〕、分解能 25〔ミリ秒〕（高速モード）
ディップスイッチで設定されている場合は、ディップスイッチ設定が優先されます。
対ホスト通信のビットレートを設定します。
ビットレート以外は、データビット：8。ストップビット：1。パリティ：なしの、固定です。
ディップスイッチで設定されている場合は、ディップスイッチ設定が優先されます。
次回電源起動時、有効になります。
ノードアドレスを設定します。
設定範囲：0 ～ 247。 デフォルト値は、3 です。0 はすべてに応答します。
ディップスイッチで設定されている場合は、ディップスイッチ設定が優先されます。
次回電源起動時、有効になります。

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

1/7

■■使い方・設定変更■■
Ｍｏｄｂｕｓ変換器と、パソコンをストレートケーブルで接続してください。
ＣＯＭポートが無いパソコンの場合は、ＵＳＢシリアルアダプターをお使いください。
Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ（AnalogScope_modbus.exe）を起動し、つぎの手順で設定変更を行なってください。
通信条件（ビットレートなど）は、双方で一致させてください。

④設定値が読み込まれます。

⑤設定値が書き込まれます。

②通信ポートと接続します。

①通信ポートを選択します。

⑥現在の設定値で保存されます。

③通信設定が変更できます。

⑦プログラムを終了します。

①通信ポートの選択
プルダウンメニューの中から、使用する通信ポートを選択してください。
通信ポートの選択は、プログラムを終了しても記憶されています。
接続中は、通信ポートの変更はできません。
②通信ポートの接続［Connect（C）］ボタンを押し、通信ポートを接続してください。
接続中に押すと、接続が切断されます。
プログラム起動時に（接続可能な場合は）自動的に接続されます。

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

2/7

③通信設定［CommSetup（S）…］ボタンを押すと下記ダイアログが現われますので、通信ポートに関する設定を行なって下さい。
接続中は、通信設定は変更できません。
通信ポートの選択は、プログラムを終了しても記憶されています。

④設定値の読み込みそれぞれの［Get］ボタンを押すと、Ｍｏｄｂｕｓ変換器本体から設定値が読み込まれ、表示されます。
⑤設定値の書き込みそれぞれの［Set］ボタンを押すと、表示されている設定値がＭｏｄｂｕｓ変換器本体に書き込まれます。
ここで書き込んだ値は、「⑥保存」をしないと、電源を遮断した際に失われます。
⑥保存［Save］ボタンを押すと、現在設定されている値が、Ｍｏｄｂｕｓ変換器本体の不揮発性メモリへ保存されます。
⑦プログラムの終了［Quit(Q)］ボタンを押すと、プログラムが終了します。

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

3/7

■■スケーリングの設定■■
スケーリングは入力値（電圧値・電流値）と、指示値（表示値・送信値）のペアを指定して、設定することが出来ます。
オフセット、ゲインを直接指定することも出来ます。

←入力値
←指示値
全チャンネル一斉

入力値、指示値のペアから、自動的に計算されます。

チャンネル個別●スケーリングの例
4mA に対して 0 を、20mA に対して 15 を、指示させる場合。

input 1
meas 1
input 2
meas 240
2015

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

4/7

■■サンプリングの制御（開始・終了）■■[Control]タブで、サンプリングを開始・終了をさせることが出来ます。
[Sampling]に数値を指定し開始すると、その回数サンプリングすると、自動的に終了します。

①開始

②終了

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

5/7

■■Ｍｏｄｂｕｓモニタの設定・制御■■
Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリでは、Ｍｏｄｂｕｓ変換器からＭｏｄｂｕｓ通信を通じ周期的に測定値を取得し、表示されています。
このタブでは主にホストアプリ側の設定を行ないます。表示値のモニタについての設定や、演算区間のリセットができます。

①⑤②⑥⑦③④①②③

ViewMode
ViewInterval
address④Little Endian
Low Byte FirstStart
Stop
Reset

⑤⑥⑦

何を表示するかを選択します。瞬時値、平均値など。
表示更新周期を設定します。
接続されているＭｏｄｂｕｓ変換器本体のアドレスを設定します。
４つあるエンディアンモードを選択します。
値のモニタを開始します。
値のモニタを停止します。
最大値・最小値などの演算区間をリセットします。

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

6/7

■■そのほか■■Ｍｏｄｂｕｓ変換器用ホストアプリ（AnalogScope-modbus）は、弊社製品適合機種の設定変更、動作確認を行なう目的でのみ、無償でご使用いただけます。
その他の目的には、ご使用にならないようにお願いいたします。

株式会社データ・テクノ
京都市下京区西七条東御前田町４８番地〒600-8898 TEL:(075)313-3275 FAX:(075)314-0576
https://www.datatecno.co.jp/
・本取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅ（Ｍｏｄｂｕｓ版）の使い方〔Ｍｏｄｂｕｓ変換器/X521004〕

7/7