PicoScope 4262®

高分解能 USB オシロスコープ

アナログ信号解析に最適なデジタル・オシロスコープ

低ノイズ2 チャンネル
16 MS バッファ16 ビット分解能
10 MS/s 最高サンプリング
5 MHz 周波数帯域
拡張デジタル・トリガ
低歪信号発生器
任意信号発生器
USB 電源供給

16 ビットサンプルプログラムを含むSDKを提供• 無償の技術サポート• ソフトウエアは、Windows 7、Windows 8、Windows 10に対応

PicoScope 4262 オシロスコープ

低歪、低ノイズ

デジタル・トリガ

PicoScope 4262 は、低歪信号発生器を内蔵した 2 チャンネル、16ビッ デジタル・トリガによりトリガ・エラーが軽減され、全帯域においても最小トの高分解能オシロスコープです。5 MHｚの帯域幅により、オーディオ、 の信号でトリガできるようになります。トリガ・レベルとヒステリシスは高い
超音波、振動信号の解析、スイッチング電源のノイズ特性評価、歪測定、 精度と分解能で設定できます。
および広範囲な精密測定が容易に行えます。
デジタル・トリガはリアーム遅延も抑え、セグメント化されたメモリと組み合わせることで、高速なシーケンスで発生するイベントのトリガと取込みが可能になります。最速のタイム・ベースでは、高速トリガを使用してマイクロ秒ごとに新しい波形を取込むことができます。マスク・リミット・テスト
機能は、これらの波形をスキャンして、リミット外の波形を波形バッファ内でハイライト表示できます。

任意波形＆ファンクション・ゼネレータ
フル・ファンクションのオシロスコープ
PicoScope 4262 は、周波数特性解析を可能にするスイープ機能を備えたファンクション・ゼネレータと任意信号発生器を持つフル・ファンクシ
ョンのオシロスコープです。 また、マスク・リミット・テスト、演算機能とリファレンス・チャネル、高度なデジタル・トリガ、シリアル・デコード、自動測定、カラー・パーシスタンス表示も搭載しています。

このオシロには信号発生器（正弦波、方形波、三角波、DC レベル）が内蔵されています。基本的なレベル、オフセット、周波数の設定と同様に、決められた周波数範囲の周波数スイープができます。スペクトラム・ピー
ク・ホールド・オプションと組み合わせると、アンプ及びフィルターの周波数レスポンスをテストする強力なツールになります。
4kサンプルのフルプログラマブル任意波形発生器も含まれています。

アナログ信号解析に最適スペクトラム・アナライザ・モードでは、IMD、THD、SFDR、SNR などの11種類の周波数領域測定が自動でできます。そのパフォーマンスは非常に優れており、数倍の価格の多くの専用オーディオ・アナライザやダイナミック・シグナル・アナライザに匹敵します。
多くのデジタル・オシロスコープは、高速デジタル信号を観測するために設計されています。サンプリング・レートと帯域幅を増やすためだけに新 ハイエンド機能を標準装備
しいテクノロジーを使用する傾向がありますが、 PicoScope 4262 では、 API と機器のファームウェアの両方を無償で更新できます。 当社には、分解能の向上、ダイナミック・レンジの向上、ノイズ及び歪みの低減といった、 ソフトウェアのダウンロードを通じて新機能を無料で提供してきた長い歴アナログ信号の測定に重要な点に焦点を当てました。
史があります。他社は将来の機能強化について曖昧な約束をしていま拡張トリガすが、当社は毎年約束を果たしています。その結果、当社製品のユーザーは生涯顧客となり、また、当社製品を同僚に勧めてくれることで当社も恩恵を受けています。

高い信号品質ほとんどのオシロスコープは価格に応じて設計されていますが、 私たちの製品は仕様に従って作られています。
入念なフロントエンド設計とシールドにより、ノイズ、クロストーク、高調波歪みを低減しています。 長年にわたるオシロスコープ設計の経験により、パルス応答と帯域幅のフラットネスが改善されています。
すべてのオシロスコープに搭載されている標準的なトリガに加え、必要なデータの取込みに役立つ、パルス幅トリガ、ウィンドウ・トリガ、ドロップアウト・トリガなどの高度なデジタル・トリガを提供します。

当社は製品のパフォーマンスに自信を思っており、これらの仕様を詳細に公開しています。 その結果、PicoScope で回路をプロービングし、取得したデータを信頼できるようになります。

垂直軸
入力チャンネル数
入力コネクタ
周波数帯域 (-3 dB)
帯域制限
立上り時間（計算値）
分解能
入力インピーダンス
入力カップリング
入力感度
入力レンジ
DC 精度 (％ ：フルスケールに対して)
過電圧保護
水平軸
最高サンプルレート (リアルタイム)
最高サンプルレート (USBストリーミング時)
バッファメモリ
波形バッファ（セグメント数）
時間軸レンジ
時間軸精度
サンプルジッター
ADC サンプリング
ダイナミックパフォーマンス (代表値)
クロストーク
全高調波歪
SFDR
パルス応答
帯域内フラットネス
ノイズ
トリガ (チャンネル A & B)
トリガ・モード
基本トリガ・タイプ
拡張デジタル・トリガ
トリガ感度 (Ch A, Ch B)
最大プリトリガ範囲
最大ポストトリガ・ディレイ
トリガ・リアーム時間
外部トリガ
トリガ・タイプ
入力特性
しきい値範囲
感度
DC 精度
周波数帯域
過電圧保護
スペクトラム・アナライザ
周波数レンジ
窓関数
ディスプレイ・モード
FFT ポイント数

2
BNC
5 MHz (4 MHz @ ±20 mVレンジ , 3 MHz @ ±10 mVレンジ)
200 kHz, 切替
70 ns (88 ns @ ±20 mV レンジ, 117 ns @ ±10 mV レンジ)
16 ビット (20 ビット＠ 拡張分解能モード)
1 MΩ ±2% ∥ 15 pF ±2 pF
AC / DC
2 mV/div ~ 4 V/div (10 div＠垂直軸目盛)±10 mV, ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V±0.25% (±0.5%@ ±50 mV レンジ , ±1% @ ±20 mV レンジ, ±2%@ ±10 mV レンジ)
±50 V (DC + AC ピーク)
10 MS/s (1 又は 2 チャンネル使用時)
10 MS/s ；PicoScope 6 ソフト使用時
10 MS/s (1 チャンネル使用), 6.7 MS/s (2 チャンネル使用) ；付属SDK使用時.
16 MS
10 000 (付属のソフトウエア使用時), 32 768 (SDK使用時)
1 ns/div ~ 5000 s/div±50 ppm< 10 ps RMS
全有効チャンネルで同時サンプリング> 50 000:1−95 dB （代表値） ＠ 10 kHz, −1 dBfs 入力
96 dB （代表値）＠ 10 kHz, −1 dBfs 入力<1% オーバーシュート＠全レンジ+0.25 dB ~ –3 dB; DC ~ 全帯域
8.5 μV RMS (最も高感度なレンジ)
無し、オート、リピート、シングル、高速（セグメントメモリ）
立上り、立下り
エッジ、ウインドウ、パルス幅、ウインドウパルス幅、ドロップアウト、ウインドウ・ドロップアウト、インターバ
ル、ラントパルス、ロジック
全周波数帯域で 1 LSB 精度（デジタルトリガにより）取込サイズの100%まで
最大 4＊10⁹ サンプル< 10 µs ＠最高速 時間軸
エッジ、パルス幅、ドロップアウト、インターバル、ロジック、ディレイ
背面 BNC, 1 MΩ ±2% ∥ 15 pF ± 2 pF
±5 V 及び ±500 mV, DC カップリング
25 mV p-p @1 MHz （代表値）± 1%5 MHz± 50 VDC to 5 MHz
矩形、ガウシアン、三角、ブラックマン、ブラックマン・ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ
振幅、ピークホールド、アベレージ
128 ~ 1M ポイント

演算チャンネル関数
演算対象−x, x+y, x−y, x*y, x/y, sqrt(x), x^y, exp(x), ln(x), log(x), abs(x), norm(x), sign(x),sin(x), cos(x), tan(x), arcsin(x), arccos(x), arctan(x), sinh(x), cosh(x), tanh(x)入力チャンネル A及びB、時間、リファレンス波形、πシリアル・デコード
プロトコル
マスク・リミット・テスト
統計I2C, CAN Bus, SPI, RS232/UART, I2S, LIN
パス／フェイル、フェイルカウント、トータルカウント

ディスプレイ・モード
補間
パーシスタンス・モード

リニア 又は sin (x)/x
デジタル・カラー、アナログ輝度、カスタム、高速

信号発生器
標準出力信号
周波数帯域
出力周波数精度
出力周波数分解能
出力電圧レンジ
オフセット電圧調整
DC 精度
振幅平坦度SFDR
コネクタ・タイプ
出力特性
過電圧保護
スイープ・モード

サイン波、方形波、三角波、DC 電圧、シンク、ガウシアン、ハーフ・サイン、ホワイトノイズ、疑似ランダム
20 kHz±50 ppm< 0.01 Hz±1 V (ハイ・インピーダンス負荷時)
100 μV ステップ ( ±1 V レンジ内)
フルスケールの ±0.5%< 0.1 dB （20 kHzまで）；代表値
102 dB （代表値） @ 10 kHz, −1 dBfs 入力
フロントパネル BNC
600 Ω
±10 V
アップ、ダウン、デュアル；周波数及びスイープ時間選択可

AWG
更新レート
バッファ・サイズ
分解能
周波数帯域
立上り時間 (10% to 90%)

192 kS/s
4096 サンプル
16 ビット
20 kHz
11 μs（代表値）

自動測定
オシロ・モード
スペクトラム・モード
統計
一般仕様
PC 接続電源サイズ
重量
温度範囲
湿度
安全性承認
コンプライアンス
付属ソフト
PicoScope ソフトウエアの PC 要件
言語

AC RMS、真のRMS、周波数,、サイクル時間、デューティサイクル、DCアベレージ、 立下りレート、立上りレー
ト、ローパルス幅、ハイパルス幅、立下り時間、立上り時間、最小値、最大値、ピーク・ピーク
ピーク周波数、ピーク振幅、ピークの平均振幅、トータルパワー、 THD %, THD dB, THD+N, SFDR,SINAD, SNR, IMD
最小値、最大値、平均値、標準偏差USB 2.0 (USB 1.1 互換)
USBポート210 x 135 x 40 mm (コネクタ含む)< 0.5 kg
動作時: 0 °C to 45 °C (20 °C to 30 °C 精度保証範囲)、 保管時: −20 °C to +60 °C.
動作時: 5% to 80% RH, 結露なし、 保管時: 5% to 95% RH, 結露なし
EN 61010-1:2010に準拠
RoHS 及び WEEEに適合、CE: EN61326-1:2006で試験、 FCC: part 15 subpart Bで試験.
PicoScope 6、 SDK およびサンプルプログラム
Microsoft Windows 7、Windows 8 または Windows 10、 32ビットまたは64ビット
中国語 (簡体 & 繁体)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガ
リー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウエー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語

トリガ入力USB

背面パネルには 2 つの接続端子があります。PC に接続するためのUSB ポートと、外部トリガを接続するための BNC です。

Ch A

PicoScope 4262のスタンダード・アクセサリは以下です。

Ch B
AWG& ファンクション・ゼネレータ
フロントパネルには、2つのBNC入力チャンネルとファンクション・ゼネレータとAWG 用の1つのBNC 出力があります。

•MI007 プローブ Ｘ ２•

USB ケーブル•

クイックスタート・ガイド•

ソフトウエア＆リファレンスＣＤ

ご発注情報
注文コード仕様

PP799

PicoScope 4262 16ビット オシロスコープ

東洋計測器株式会社

電話 ショップ営業部 03-3255-8035、 営業部 03-3255-9919〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-3-12 計測器ランドビル

www.picotech.com