Modbus 変換器
Modbus Converter
取扱説明書
ＤＴ－ＭＤＢ０５ｓ
ＤＴ－ＭＤＢ０５ｓ( SW2-7/8 = OFF/ON )「Modbus 変換器」（DT-MDB05s）と、「アナログシリアルコンバータ」（DT-ASC04i）はディップスイッチで切り換えて、どちらの機種としてもご使用いただけます。
パネル表記は「DT-ASC04i」ですが、ディップスイッチ SW2-7 を OFF に、SW2-8 を ON に設定していただくと「DT-MDB05s」として動作いたします。
この取扱説明書は、「Modbus 変換器」（DT-MDB05s）として動作させる場合を述べます。
「アナログシリアルコンバータ」（DT-ASC04i）については、
・「アナログシリアルコンバータ 取扱説明書< X519004>」をご覧ください。

株式会社データ・テクノ
京都市下京区西七条東御前田町４８番地
URL: https://www.datatecno.co.jp/〒600-8898 TEL:(075)313-3275 FAX:(075)314-0576
・本取扱説明書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
・最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

1/16<2022/06/25>（改 2 版）

目次
I概要 ....................................................................................................................... 3
１． 概略手順 ............................................................................................................. 3
２． 外観 .................................................................................................................... 4

３． 表示画面 ............................................................................................................. 5
II 入力のサンプリングと信号処理 ................................................................................. 5
１． サンプリング周期 .................................................................................................. 5
２． リセットモード ........................................................................................................ 6
３． 演算区間と演算値・最終値 .................................................................................... 6
４． 平均値の最大区間 ............................................................................................... 7
III 設定切り換え ........................................................................................................... 7
１． ディップスイッチ切り換え........................................................................................ 7２． 通信コマンドによる切り換え ................................................................................... 9３． プログラムアップデート .......................................................................................... 9IV 接続 ..................................................................................................................... 10１． アナログ入力 ...................................................................................................... 10２． ＲＳ－２３２Ｃ通信................................................................................................. 11３． 電源 .................................................................................................................. 11４． ＲＳ－４８５ .......................................................................................................... 12V 仕様・外観 ............................................................................................................ 13１． 仕様表 ............................................................................................................... 13２． 外観寸法図 ........................................................................................................ 15VI 注意事項・その他 .................................................................................................. 15１． 保証規定 ........................................................................................................... 15２． センドバック修理 ................................................................................................. 16３． 修理見積 ........................................................................................................... 16
４． 免責事項 ........................................................................................................... 16[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

2/16<2022/06/25>（改 2 版）

I

概要

Ｍｏｄｂｕｓ変換器は、アナログ電圧、または電流入力を、Ｍｏｄｂｕｓ通信に変換して送信するアダプターです。
アナログ入力をＭｏｄｂｕｓ通信で取得することが出来ます。
・１台で、４チャンネルの入力ができ、チャンネルごとに電圧、電流を選択できます。
・チャンネル間絶縁が施されていますので、幅広い機器への接続が可能となります。
・複数台を接続しチャンネルを拡張することが出来ます。
・他のＭｏｄｂｕｓ機器と一緒にデータ収集することが出来ます。
・ＤＣ領域のアナログ入力を扱います。

１． 概略手順
概略手順
アナログ入力を接続してください。
Ｍｏｄｂｕｓ通信線を接続してください。
電源は電源コネクタのほか、通信ケーブルを通じて供給を受けることができます。
Ｍｏｄｂｕｓ変換器に電源スイッチはなく、電源の供給を受けるとすぐさま動作を開始します。
Ｍｏｄｂｕｓ変換器の機能は、ディップスイッチやＭｏｄｂｕｓレジスタで切り換えることが出来ます。
それぞれの詳細については、あとに続く章をご覧ください。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

3/16<2022/06/25>（改 2 版）

２． 外観

【裏面】

電源

RS-232C[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

4/16

RS-485<2022/06/25>（改 2 版）

３． 表示画面※実際の表示色は紙面と異なります。

II

入力のサンプリング
入力のサンプリングとサンプリングと信号処理信号処理

アナログ入力はサンプリング周期でサンプリングされます。
サンプリングされたデータは、平均値・最大・最小・絶対値最大・絶対値最小の信号処理が行われます。とくに演算処理されない値は、瞬時値です。
演算処理は演算区間に基づいて行なわれます。

１． サンプリング周期
サンプリング周期は、通常モード／高速モードが選択できます。
・通常モード： サンプリング周期： １〔秒〕。
全チャンネル同時サンプリングではなく、２５０〔ミリ秒〕ごとに各チャンネルがスキャンされ、４回のスキャンで全チャンネルデータが揃います。
・高速モード： サンプリング周期： ２５〔ミリ秒〕。
全チャンネル同時サンプリングではなく、６．２５〔ミリ秒〕ごとに各チャンネルがスキャンされ、４回のスキャンで全チャンネルデータが揃います。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

5/16<2022/06/25>（改 2 版）

２． リセットモード
平均値、最大値、最小値、絶対値最大、絶対値最小には演算区間が存在します。
演算区間をリセットする（つぎへ進める）ために、リセットモード（信号処理モード。保持レジス
タ：40023～40026、または 45023～45026）が選べます。
リセットモードはチャンネルごとに選べます。
リセットモード
インターバル動作
INTERVAL（リセット周期）で、当該チャンネルの全項目がリセットされます。
読み出し
当該項目が読み出されたとき、当該項目、当該チャンネルのみがリセットリセットされます。
フリー
明示的にコイル（8）でリセットされない限り、リセットされません。
※コイル（8）によるリセットは、どのモードでも行なわれます
INTERVAL（リセット周期）の設定は保持レジスタ（40001,02、または 45001,02）で行ないます。

３． 演算区間と演算値・最終値
平均値、最大値、最小値、絶対値最大、絶対値最小は、それぞれの演算値と、それぞれの最終値が、読み出せます。
演算値は、その演算区間の最初から、読み出したときまでの、それぞれの値が示されます。
最終値は、直前の期間の最終の演算値が読み出せます。
リセットが発生した時点の瞬時値は、直前の演算区間にも、直後の演算区間にも含まれます。
読み出しリセット時に読み出される値は、リセット直前の値です。
（概念図）[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

6/16<2022/06/25>（改 2 版）

４． 平均値の最大区間平均は最大区間までが計算可能です。最大区間を越えると平均値はゼロが読み出せます。
最大区間
通常モード： 20 日
高速モード： 12 時間

III

設定切り換えＭｏｄｂｕｓ機器は、ディップスイッチやＭｏｄｂｕｓレジスタで、一部の機能をつぎのように、切り換えることが出来ます。
項目
ディップスイッチレジスタ（基本機能）--入力切り換え（電流／電圧）〇
リセット周期△〇--サンプリングモード（通常／高速）〇（通信）
ビットレート△〇（ＲＳ－４８５通信）--スレーブ間通信ターミネータ〇--スレーブ間通信プルアップダウン〇
ノードアドレス△〇（信号処理）--スケーリングのためのオフセット〇--スケーリングのためのゲイン〇--信号処理モード（瞬時値／平均値／最大値など）〇【凡例】〇：設定可能。 ---：設定出来ない。 △：一部可能。

１． ディップスイッチ切り換え
ディップスイッチ切り換え（ＳＷ１）
SW1-1 ＣＨ１入力切り換え
OFF 電圧（-10～10V）ON
電流（4-20mA）
SW1-2 ＣＨ２入力切り換え
OFF 電圧（-10～10V）ON
電流（4-20mA）[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

7/16<2022/06/25>（改 2 版）

SW1-3 ＣＨ３入力切り換え
OFF 電圧（-10～10V）ON
電流（4-20mA）
SW1-4 ＣＨ４入力切り換え
OFF 電圧（-10～10V）ON
電流（4-20mA）
SW1-5 SW1-6 リセット周期OFF
OFF １秒
OFFON
10 秒
ON
OFF 1 分ONON
他励・コンフィギュレーション設定に従う。
SW1-7 SW1-8 ビットレート（RS-485、RS-232C 共）OFFOFF 9,600 bps
OFFON
115,200 bps
ON
OFF 230,400 bps
ONON
コンフィギュレーション設定に従う。
（ＳＷ２）
SW2-1 ターミネータ（RS-485 ス間通信）
OFF なしONあり
SW2-2 プルアップ（RS-485 スレーブ間通信）
OFF なしONあり
SW2-3 プルダウン（RS-485 スレーブ間通信）
OFF なしONあり
SW2-4 （予備）OFFON
SW2-5 SW2-6 ノードアドレス
OFF
OFF 0 （すべてに応答）
OFFON
1
ON
OFF 2
ON
ON
コンフィギュレーション設定に従う。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

8/16<2022/06/25>（改 2 版）

SW2-7 SW2-8 モード
OFF
OFF アナログシリアルコンバータ（DT-ASC04i）として機能
OFF
ON
Modbus 変換機（DT-MDB05s）として機能
ON
OFF 予約ONON
プログラムアップデート【プログラムバージョン v0.10 以降に適応】

２． 通信コマンド
通信コマンドによる切り換え
コマンドによる切り換え
Ｍｏｄｂｕｓ変換器は、Ｍｏｄｂｕｓ通信によってレジスタを書き換えることによって、機能の一部を切り換えることが出来ます。
Ｍｏｄｂｕｓレジスタでは設定変更のほか、一部動作の制御も行なえます。
Windows パソコンで、Ｍｏｄｂｕｓ変換器の簡単な動作確認と、設定変更ができるホストプログラムを、当社ホームページで提供しております。
詳細は別資料「ＡｎａｌｏｇＳｃｏｐｅＭｏｄｂｕｓ版の使い方(AnalogScopeModbus-users_X5xxyyy)」をご参照ください。
Ｍｏｄｂｕｓレジスタの仕様は、当社ホームページで公開されております。
お客様のアプリケーションからでも、制御、設定変更が可能です。
詳細は別資料「Ｍｏｄｂｕｓデータマップ(modbus_datamap_X5xxyyy)」をご参照ください。

３． プログラムアップデート
本機はお客様において内部プログラムをアップデートしていただけます。
内部プログラムはパソコンとシリアル通信を接続し、専用ソフトを起動して行ないます。
内部プログラムアップデートについて詳しくは〔資料準備中〕をご参照ください。
【プログラムバージョン v0.10 以降に適応】[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

9/16<2022/06/25>（改 2 版）

IV接続

１． アナログ入力
電圧の場合は、Ｖ－Ｇ間に、電流の場合は、Ａ－Ｇ間に入力を接続してください。
電圧、電流の違いはディップスイッチ設定と合わせてください。
設定と入力が一致していないと、正しい値が取得できません。故障の原因にはなりません。
端子台部分は取り外すことが出来ます。

型番
メーカ

端子台（３Ｐ）
691361300003
Wurth Electronics[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

10/16<2022/06/25>（改 2 版）

２． ＲＳ－２３２Ｃ通信
ＲＳ－２３２Ｃ通信
パソコンなどと接続してください。
パソコンと接続する場合は、ストレートケーブルをご使用ください。
９番ピンから、電源供給を受けることが出来ます。
ＤＳｕｂ９ピン、メスコネクタです。コネクタ固定ネジは、２．６φインチネジです。
ピン番号名称

１ＮＣ

未接続

――

２ＴＸＤ

本機からの送信データ

出力

３ＲＸＤ

本機への受信データ

入力

４ＤＳＲ

本機内部で、６番ピンと接続

――

５ＧＮＤ

グラウンド――

６ＤＴＲ

本機内部で、４番ピンと接続

――

７ＣＴＳ

未使用

入力

８ＲＴＳ

通常はハイレベル。

出力９内容

電源受給信号の方向

電源入力

３． 電源
電源は、電源コネクタ、またはＤＳｕｂ９ピンコネクタの９番ピンから、またはＲＳ－４８５コネクタの、電源端子から受けることが出来ます。
それぞれに電源が供給された場合は、電圧差によって何れか（ざっくりとは電圧の高い方）から供給を受けます。
電源は安定化されたＤＣ８Ｖ～１２Ｖ、電流容量３００ｍＡ以上を供給してください。
スレーブ拡張を行なう場合は、台数に応じた電流容量を考慮してください。
電源コネクタの適合ＤＣプラグは内径φ２．１、外形φ５．５、センタープラスです。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

11/16<2022/06/25>（改 2 版）

４． ＲＳ－４８５
Ｍｏｄｂｕｓ通信ラインの、同じ信号同士を並列に接続してください。
ノードアドレスと、接続の順序は問いません。
電源は他から供給を受けることが出来ます。
端子台部分は取り外すことが出来ます。
ＲＳ－４８５
信号GND
通信 A
通信 B
電源番号
1234

1 2 3 4（接続例）

1234

型番
メーカ

1234

1234

端子台（４Ｐ）
691361300004
Wurth Electronics[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

12/16<2022/06/25>（改 2 版）

V

仕様・外観

１． 仕様表項目

内容

製品名

Ｍｏｄｂｕｓ変換器（アナログシリアルコンバータと統合）
ＤＴ－ＭＤＢ０５ｓ

機種名

備考

（入力）
チャンネル切り換え

４チャンネルチャンネルごとに電圧、電流を選択。

入力範囲
入力インピーダンス
分解能
精度（確度）（電流）
入力範囲
入力インピーダンス
分解能精度（確度）（共通）
帯域－１０Ｖ～１０Ｖ
２ＭΩ
１０μＶ
読み取り値の±０．５％±５０ｍＶ（通常モード）（２３℃±５℃）

０～２５ｍＡ
１５４Ω
１２ｎＡ
読み取り値の±０．５％±２．４μＡ（通常モード）（２３℃±５℃）（電圧）

商用電源周波数抑制（周期）
サンプリング周期
自動リセット周期（絶縁）
内部回路絶縁チャンネル間絶縁（Ｍｏｄｂｕｓ）
取得値

ＤＣ～０．５Ｈｚ（サンプリング定理による）
ＤＣ～８Ｈｚ
８０ｄＢ以上（通常モード）

１秒
２５ミリ秒
１秒～２０日。分解能１秒。
２５ミリ秒～１２時間。分解能２５ミリ秒。

（通常モード）（高速モード）（通常モード）（高速モード）（高速モード）（通常モード）

２５０Ｖ以上２５０Ｖ以上
瞬時値／平均値／最大／最小
絶対値最大／絶対値最小[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

13/16<2022/06/25>（改 2 版）項目内容

対応コマンド保持レジスタ読み出し（03）
入力レジスタ読み出し（04）コイル出力（単発）（05）
保持レジスタ書き込み（複数）（16）0～247。 0 はすべてに応答。
4 モードに対応。

ノードアドレス
エンディアン

備考（Ｄ－Ｓｕｂ９ピン＜対ＰＣ＞）

通信
ビットレート（４Ｐ端子）
通信
ビットレートＭｏｄｂｕｓ（ＲＳ－２３２Ｃ）
300, 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, 115200,230400
Ｍｏｄｂｕｓ（ＲＳ－４８５）
300, 1200, 2400, 4800, 9600,19200, 38400, 57600, 115200,
230400

〔bps〕

〔bps〕

（電源）
電源
消費電流
電源供給
（その他）
使用温度範囲外形寸法
重さ

ＤＣ ８Ｖ～１２Ｖ
最大２００ｍＡ（標準１００ｍＡ）
最大３台までの DT-MD05s へ供給可能。
０℃～６０℃（結露なきこと）
１５０mm×４５mm×１００mm
約２４０ｇ(付属品除く)[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

14/16（吐出部は除く）<2022/06/25>（改 2 版）

２． 外観寸法図

VI注意事項・その他

１． 保証規定
保証期間は、納入後１年間とします。
本製品を、正しいご使用状態のもとで万一装置が故障した場合、本保証規定に従って無償修理いたします。
ただし、つぎのような場合は、保証期間内でも、有償修理となります。
（１）ご使用上の誤りによるもの。 （２）誤接続によるもの。
（３）間違った電源供給によるもの。
（４）お客様自身による改造や、修理が施されているもの。
（５）火災、地震、風水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガス等）などによるもの。
（６）消耗によるもの。 （７）落下等によるもの。 （８）外力により損傷したもの。
（９）海外でのご使用によるもの。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

15/16<2022/06/25>（改 2 版）

２． センドバック修理修理はすべて、直送で対応いたします。故障した製品を弊社へ直送いただき、修理後お客様のもとへ、直送で返却いたします。
送料は、弊社への送付時にはお客様のご負担で、弊社からお客様への返却時には、弊社負担とさせていただきます。

３． 修理見積
修理費用は、弊社の判断で、見積りを出させていただく場合があります。

４． 免責事項
弊社では信頼性の向上に努めておりますが、本製品の使用に基づく損害等について、全ての責任を負えるものではありません。
本製品は、高信頼性用途へのご使用は、意図されておりません。
本製品は日本国内向け仕様であり、海外でのご使用については、一切責任を負えません。

[X521002-2]Ｍｏｄｂｕｓ変換器 取扱説明書

16/16<2022/06/25>（改 2 版）