効率的なサンプル前処理により信頼性と生産性を向上
Agilent Captiva サンプル前処理製品

予定外のダウンタイムや再分析は適切な前処理によって防ぐことができます
時間もサンプルも無駄にはできません。

分析前にサンプルをろ過することで、カラム寿命を延 ばし、機器に微粒子が導入されることによるトラブルを防げます。また、ダウンタイムを減らし、機器の性能を最大限に引き出すうえでも、前処理は大きな役割を果たします。

Agilent Captiva フィルタ製品があれば、時間やコストを抑えながら、分析ワークフローの信頼性を高めることができます。

シンプルで効率的なプロセスによりクロマトグラフィーを改善し、品質、スピード、精度についての厳しい分析要件を満たすことができます。

2

微粒子の除去

わずかな微粒子がカラムの劣化を招き、分析結果の信頼性を損ないます
微粒子は、背圧の上昇やリテンションタイムのシフト、分解能の低下、カラム寿命の短縮を引き起こす可能性があります。

Agilent Captiva シリンジフィルタおよびフィルタバイアルは、問題の原因となる微粒子の除去に最適な製品です。
シリンジフィルタは、最大限のろ過効率を実現します。

新しいフィルタバイアルでは、充填、キャップ、フィルタの 3 ステップでろ過が完了します。

Captiva シリンジフィルタには以下の特長があります。

Captiva フィルタバイアルは、シリンジフィルタ、シリンジ、バイアル、– 生産性の向上

独自のフィルタ構造により、業界最高レベルの流量を実現します。

– 高いロード容量

より多くのサンプルを他社製品よりも優れた除去能力を発揮し、処理できます。

– タンパク質の吸着を最小限に抑制

ポリエーテルスルホン（PES）製メンブレンのプレミアムシリンジ

フィルタは、タンパク質を目的成分とする複雑な生体アプリケーションにキャップ、およびセプタムを一体化したディスポーザブル製品です。

次のような利点があります。

– 利便性

オートサンプラバイアルでのサンプルろ過も可能です。

– 汚染リスクを最小化

よりクリーンなサンプルを汚染源との接点を極限まで減らし、実現します。

最適です。

– 溶出物質が最低レベル証明書に記載された条件下では、溶出物質による汚染はありません。

– 経済的な大量パック

お得な 1,000 個入りのエコノフィルタもご用意しています。

Captiva ディスポーザブルシリンジ

高品質のポリエチレンとポリプロピレンから製造されたこれらのシリンジは、シリンジフィルタと組み合わせることで、分析前に正確な液量を分注し、サンプルをろ過できます。シリンジフィルタと Captiva ディスポーザブルシリンジの製品情報については 9 ページをご覧ください。

3サンプルろ過の重要性は実証データにより裏付けられています
1200
未ろ過 LB3

カラム背圧（bar）

1000

LC カラム寿命テスト

未ろ過 LB3

0.002 % Triton X-100 界面活性剤溶液を使用

Agilent Captiva 0.2 µm ナイロンフィルタ

して 0.05 % ラテックスビーズ溶液（0.3 μm）

Agilent Captiva 0.2 µm RC フィルタ

800を調製しました。その後、0.3 μm ビーズ溶液のろ過済みサンプルと未ろ過サンプルを HPLCで分析しました。未ろ過サンプルでは、ビーズ

サンプルろ過により600

カラム寿命が向上

400の微粒子がそのままカラムフリットに捕捉され、背圧の上昇を引き起こし、カラム寿命が短くなりました。

2000

未ろ過またはろ過済み 0.3 μm ビーズサンプル（0.05 %）の注入回数

0100

200300400500600700800900

1000

0.3 µm ラテックスビーズ溶液のろ過がサブ 2 μm カラムの寿命に与える影響

ろ過効率：
アジレント製品と他社製品の比較

100.098.0
平均ろ過効率 (%) n = 1096.0

効率的な微粒子の除去により生産性が向上

94.0
92.0
90.0
88.0

0.1 % Triton X-100 界面活性剤溶液 を使用して 0.01 % ラテックスビーズ溶液（0.3 μm）を調製しました。この溶液を各シリンジフィルタに通し、1 mL のろ液を 2 mL バイアルに収集して HPLC で分析しました。

86.084.0
82.0
80.0

Agilent
Captiva
0.2 μm

ナイロン

B社
0.2 μmナイロン

A社
0.2 μmナイロン

AgilentCaptiva
0.45 μm
ナイロン

Agilent Captiva シリンジフィルタと他社製フィルタの平均ろ過効率の比較

B社
0.45 μm
ナイロン

注：フィルタ膜の適格性評価テストごとに異なるラテックスビーズ溶液を使用しました。

4A社
0.45 μm
ナイロン

適切なシリンジフィルタがすぐに見つかります。

Captiva シリンジフィルタセレクタ

ツールをお試しください。

www.agilent.com/search/gn/syringe-filter-selector

除タンパク処理

より迅速な除タンパク処理が可能です
現代の高性能 MS 機器は、生産性の向上に役立ちます。ただし、除タンパクのためのサンプル前処理に時間がかかるのが難点です。

Agilent Captiva Non-Drip（ND）フィルタプレートなら、より少ないステップで、微粒子とタンパク質の除去をウェル内で完了できます。独自のノンドリップ設計には以下の特長があります。

– チップやウェルシールが不要になり、サンプルの処理に必要な手順が減少します。

– 有機溶媒とサンプルをウェル内で混合できます。吸引や陽圧を適用するまで、サンプルをウェル内に留めておくことができます。

– タンパク質沈殿により形成される粒子の除去を遠心分離よりも効率的に行えます。

革新的なフィルタ層技術

Captiva を構成する 2 層のフィルタは孔径がそれぞれ異なり、先に大きな粒子を、次いで小さな粒子を捕捉します。微粒子がフィルタ内をジグザグに移動するため、目詰まりしません。

5流量の均一性（100 µL 血漿＋400 µL ACN）

他社製品との比較 ― 流量の均一性

再現性に優れた高速フロー

Captiva ND の 2 層フィルタ構造により、再現性に優れた高速フローが実現します。他社

Captiva ND
他社製品 1
他社製品 201020304050

ウェル位置

60708090の除タンパクプレートよりはるかに短い時間でサンプルが均一に処理され、信頼性の高いろ過回収率が得られます。

100Agilent Captiva ND プレートは、96 ウェルプレートのすべてのウェルですばやく均一にサンプルを処理します。

Bradford 法によるタンパク質の測定
12

最高の除タンパク性能µg/100 µL 血漿

10Captiva プレートと他社プレートの8比較

6

Bradford 法 による除タンパク後サンプルの4測定により、Captiva ND プレートの卓越し2た除タンパク性能が実証されました。

0µm
450.

0.

2µm

D*社

社

DE分社

C心社

B

遠社

離N
A

Ca
pt

Ca
ptiv
aiv
aN
D*

-2

*検出されず

各社プレートと各手法による除タンパク処理後のヒト血漿サンプル 100 µL 中の平均タンパク質含有量（n = 24、4:1 ACN 沈殿）

6タンパク質と脂質の除去

脂質もタンパク質と同時に除去できます
Agilent Captiva サンプル前処理製品を使用すれば、従来の遠心分離法よりも少ないステップで除タンパク処理を完了できます。長時間にわたる作業はもう必要ありません。脂質も、標準的な除タンパク処理より短い時間で同時に除去することができます。

96 ウェルコレクション

プレートでの標準的な除タンパク

プロトコル

遠心分離による変性溶媒の添加

サンプルの混合遠心分離

上澄み液の移動後処理前の後処理マトリックス除去

合計時間

Agilent Captiva ND

96 ウェルプレートでの除タンパク

所要時間

（分）

沈殿除去による除タンパクプロトコル
生体サンプルの添加

ステップと所要時間

所要時間

（分）

5510

所要時間

Lipid 96 ウェルプレートでの （分）除タンパク

機能性ろ過膜による除タンパクプロトコル

30

Agilent Captiva EMR-

除タンパクプロトコル

変性溶媒の添加5

サンプルの添加30

サンプルの混合5

溶出およびサンプル収集

15

生体サンプルの添加
変性溶媒の添加サンプルの混合溶出およびサンプル収集

30551030
80

タンパク質

55
プロトコルによる違いなし
タンパク質

ワークフローを効率化

50

タンパク質とリン脂質脂質除去も効率化

96 ウェルプレートで 96 個の生体サンプルを処理した場合の比較です。

– Agilent Captiva Enhanced Matrix Removal-Lipid （EMR-Lipid）には、複雑なマトリックス中の脂質を選択的に除去する独自の充填剤が採用されています。目的成分を損失することなく確実に脂質を除去することができます。

– これまで追加処理が必要だったリン脂質も、Captiva EMR-Lipid なら同時に除去できます。

– Captiva ND Lipids でも脂質を除去できますが、最大限の効率を求めるなら、Captiva EMR-Lipid が最適です。

Agilent Captiva EMR-Lipid は、Analytical Scientist InnovationAward（TASIA）の受賞製品です。

7

画期的なマトリックス除去により生産性を向上

所定の分析感度を維持するためには、マトリックス干渉を最小限に抑えることが不可欠です。これは、血漿などの生体マトリックスや動物または植物由来の高脂質食品マトリックスにおいて特に重要になります。

Captiva EMR―Lipid カートリッジおよびプレートには、目的成分を通過させつつ、イオン抑制の原因となる脂質を捕捉する革新的な充填剤が採用されています。脂質を含むサンプルに対して優れたクリーンアップ性能を発揮し、データ品質と分析精度を高めます。

精度および正確度を向上
x104
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
10.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Captiva EMR-Lipid

25-OH D325-OH D2

2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95

33.05 3.1 3.15 3.2 3.25 3.3 3.35 3.4 3.45

x104
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.12
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
10.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.30.20.10

除タンパクのみ

25-OH D3

2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95

Counts vs. acquisition time (min)25-OH D2

33.05 3.1 3.15 3.2 3.25 3.3 3.35 3.4 3.45

Counts vs. acquisition time (min)Captiva EMR-Lipid は、目的成分を損失することなく、サンプルマトリックスから主な脂質を効率的に除去します。

サイズ排除と疎水性相互作用を組み合わせた独自のメカニズムにより優れた除去能力を発揮します。

確かな性能

Agilent Captiva プレミアムフィルタ製品には、分析証明書が付属しています。これは、溶出物質などの汚染物質によりサンプルの完全性が損なわれないことを保証するものです。アジレント独自の保証により、最適な分析性能を確実に維持できます。

8製品情報プレミアムフィルタ、100 個

メンブレン

直径（mm）

ポアサイズ（μm）

部品番号

PVDF

130.2

5190-5261

130.455190-5262

5190-5084

250.2

5190-5263

5190-5085

250.455190-5264

0.2

5190-5086

130.2

5190-5265

25

0.45

5190-5087

130.455190-5266

15

0.2

5190-5088

250.2

5190-5267

150.455190-5091

250.455190-5268

250.2

5190-5092

130.2

5190-5269

250.455190-5093

130.455190-5270

40.45

5190-5095

250.2

5190-5271

40.2

5190-5094

250.455190-5272

150.2

5190-5096

130.2

5190-5273

150.455190-5097

130.455190-5274

250.2

5190-5098

250.2

5190-5275

250.455190-5099

250.455190-5276

40.2

5190-5106

130.2

5190-5277

40.45

5190-5107

130.455190-5278

150.2

5190-5108

250.2

5190-5279

150.455190-5109

250.455190-5280

250.2

5190-5110

150.2

5109-5310

メンブレン

直径（mm）

ポアサイズ（μm）

部品番号

PTFE

40.2

5190-5082

40.45

5190-5083

150.2

150.45

25

ナイロン

PES

再生セルロース

エコノフィルタ、
1,000 個

PTFE

ナイロン

PES

ポリプロピレン

再生セルロース

250.455190-5111

150.455190-5308

酢酸セルロース

280.25190-5116

250.25190-5309

280.455190-5117

250.455190-5307

ガラス155190-5120

285190-5122

ルアーロックルアースリップ 部品番号

マイクロファイバ

Captiva ディスポーザブルシリンジ
製品説明

パッケージあたりのシリンジ数

1 mL、滅菌、ルアースリップ

100

2 mL（3 mL）、ルアーロック、滅菌

100

ValueLab、1 mL、非滅菌、バルク、ルアースリップ
2 mL（3 mL）、ルアーロック、バルク

ValueLab、2 mL、非滅菌、バルク、ルアースリップ
5 mL（6 mL）、ルアーロック、滅菌

5 mL（6 mL）、ルアーロック、バルク

ValueLab、5 mL、非滅菌、バルク、ルアースリップ
10 mL（12 mL）、ルアーロック、滅菌

10 mL（12 mL）、ルアーロック、バルク

ValueLab、10 mL、非滅菌、バルク、ルアースリップ
20 mL（24 mL）、ルアーロック、滅菌20 mL（24 mL）、ルアーロック、バルク

ValueLab、20 mL、非滅菌、バルク、ルアースリップ

滅菌ブリスターパック

•

•

7,000
•

•

6,300

•

•

•

•

•

5610-2112•

5610-2114••

5610-2113
9301-6474••

5610-2111
9301-6476

•

2,000

1,000

5610-2110

•

2,000

1,000

5610-2109

•

3,600

100

5610-2108

•

3,600

100

5610-2107

•
•

6,300
100

•

•

5610-2115
5190-5103•

5610-2116•

5610-2117

9多層フィルタ、100 個
説明

ガラスミクロファイバ/PTFE

ガラスマイクロファイバ/ナイロン

直径（mm）

ポアサイズ（µm）

適合性

150.2

LC

150.45

LC

250.2

LC

250.45

LC

150.2

LC

150.45LC

250.2LC250.45LCCaptiva フィルタバイアル
説明

0.45 µm PTFE フィルタバイアル、100 個0.20 µm PTFE フィルタバイアル、100 個

0.45 µm ナイロンフィルタバイアル、100 個0.20 µm ナイロンフィルタバイアル、100 個
0.45 µm RC フィルタバイアル、100 個

0.20 µm RC フィルタバイアル、100 個

0.45 µm PES フィルタバイアル、100 個

0.20 µm PES フィルタバイアル、100 個バイアルキャップツール

0.2

ポリプロピレン
ポリプロピレン
ポリプロピレン
ポリプロピレン

5190-5129
5190-5132
5190-5133
5190-5134
5190-5135

5191-5934

5610-2123

5191-5935

5610-2118

5191-5936

5610-2119

5191-5939

5610-2124

5191-5940

5610-2125

5191-5941

5610-2120

5191-59425610-2121

5191-5943

フィルタ素材入数

5個

ポリプロピレン

100 個

ポリフッ化ビニリデンおよびポリプロピレン

5個

ガラス繊維

Captiva ND フィルタカートリッジ
説明

ポアサイズ（μm）

Non-Drip

0.22

Non-Drip Lipids

0.22

フィルタ素材ポリプロピレン
ポリプロピレン容量（mL）

3
3

A5960002
A5960002B
A5967045
A5960045

100 個

A5960045B

5個

ポリプロピレン

部品番号

5個

5個

ポリプロピレンバルクキット

10

ポリプロピレン

5190-5128

5610-2122

ポリプロピレン20

ポリプロピレン

5190-5127

5191-5933

ポリプロピレン10

ポリプロピレン

5190-5126

部品番号（スリット入りセプタム）

ポリプロピレン

0.45

ポリプロピレン

部品番号

部品番号（スリットなしセプタム）

Captiva 96 ウェルフィルタプレート
ポアサイズ（μm）

ハウジング

A596401000
A596002000

100 個

A596002000B

入数

部品番号

100 個
100 個

A5300063
A5300635

Captiva フィルタカートリッジ
ポアサイズ（μm）

0.2
0.4510フィルタ素材

ポリフッ化ビニリデンおよびポリプロピレン
ポリフッ化ビニリデンおよびポリプロピレン

ガラス繊維

Captiva ND 96 ウェルフィルタプレート
説明

Captiva ND プレート、0.2 μm、ポリプロピレン

メタノールおよびアセトニトリルに使用可能

Captiva ND プレート、0.45 μm、ポリプロピレン

アセトニトリルのみに対応

容量（mL）

33

入数

100 個
100 個

部品番号

A5300002
A5307045

6100 個A5060045

10100 個A500401000

入数

部品番号

5個

A596002

5個

A5969045

入数

部品番号

バルクパックCaptiva EMR-Lipid
説明

Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレート、40 mg*Captiva EMR-Lipid 96 ウェルプレート、40 mg*
Captiva EMR-Lipid、1 mL、40 mg*

Captiva EMR-Lipid、3 mL、300 mg
Captiva EMR-Lipid、6 mL、600 mg

1個
5個

100 個
100 個

5190-1000
5190-1001
5190-1002
5190-1003

50 個

5190-1004

入数

部品番号

*96 ウェルプレートおよび 1 mL カートリッジフォーマットには、ウェル内除タンパク用の溶媒リテンションフリットが組み込まれています。

Captiva ND Lipids 96 ウェルフィルタプレート
説明

Captiva ND Lipids 96 ウェルフィルタプレート

Captiva ND Lipids 96 ウェルフィルタプレート、1 mL ウェル
Captiva ND Lipids 96 ウェルフィルタプレート、1 mL ウェル
DuoSeal 96 96 ウェルプレートシール

100 個
1個
5個

10 個

A59640002B
A59640002I
A59640002VA8961008

11

Agilent CrossLab：サポートによる生産性の向上

Agilent CrossLab は、サービスと消耗品を統合し、お客様のワークフローのサポート、生産性の向上や運用効率の向上を実現するためのお手伝いをさせていただきます。すべてのやり取りにおいて、お客様が目標を達成するのに役立つ見えない価値を提供させていただきます。

Agilent CrossLab の詳細については ホームページ をご覧ください。

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カストマコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com
本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。
DE12131217

アジレント・テクノロジー株式会社© Agilent Technologies, Inc. 2022
Printed in Japan, May 1, 2022
5991-5039JAJP