シリアルモニター
ＤＴ－ＳＲ１

取扱説明書

第３版 ２０１６年１１月２４日 ［X516002-2]

株式会社 データ・テクノ〒：６００－８８９８ 京都市下京区西七条東御前田町４８番地
http://www.datatecno.co.jp/ ＴＥＬ：０７５－３１３－３２７５ ＦＡＸ：０７５－３１４－０５７６

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

1/13

目次■■はじめに■■ ....................................................................................................................3■■接続と電源スイッチ■■ ........................................................................................................3■■モニター画面■■ ...............................................................................................................4■■各種機能■■ ...................................................................................................................5■■メインメニュー■■ ...............................................................................................................6■■トリガ設定■■ ...................................................................................................................7■■その他の機能■■ ..............................................................................................................8■■通信設定／機能設定■■ .....................................................................................................9■■トリガ機能■■ ................................................................................................................. 10■■コネクタ接続■■ .............................................................................................................. 12■■緒元■■ ....................................................................................................................... 12■■表示文字一覧■■ ............................................................................................................ 13

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

2/13■■はじめに■■シリアルモニターは、ＲＳ２３２Ｃ調歩同期シリアル通信回線をモニターし、取得したデータをＬＣＤ画面に表示する装置です。
小型軽量、電池で動作させることができ、現場での作業に、手軽に持ち込めます。
各種設定なども含め、本機単体で動作させることができ、パソコンなどの機器を準備する必要がありません。
見やすいカラー表示、分かりやすい日本語表示です。取得しながらスクロールができ、操作にストレスを感じません。
トリガ条件を設定でき、必要なデータだけを取得することが出来ます。マーク表示が設定でき、注目したいデータを、見つけやすくします。
タイムスタンプ機能で、タイミング的な要素も、把握できます。

■■接続と電源スイッチ■■「ＬＩＮＥ」コネクタに付属の二股ケーブルを接続し、ＤＳｕｂ９ピンコネクタに観測対象を接続してください。
メスコネクタに受信したものが、チャンネル１（上段）に、オスコネクタに受信したものが、チャンネル２（下段）に表示されます。
外部電源を使用する場合は、「５Ｖ」コネクタに、安定化されたＤＣ５〔Ｖ〕、電流容量２００〔ｍＡ〕以上を、センタピンプラスで供給してください。
電源スイッチを「ＯＮ」側にすると、電源が投入されます。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

3/13

■■モニター画面■■
電源を投入すると、モニター画面になります。
電源投入直後には、オープニング表示が現れますが、何らかの操作をすると、オープニング表示は消えます。
下図は、ある程度データを取得した様子を示しています。

モニター画面で、「Enter」キーを押すと、モニターの停止、待機、取得の切り換えが、繰り返されます。
停止状態で、「Shift」キーを押しながら、「Enter」キーを押すと、待機状態を経由せず、直接、取得を開始します。
「Special」キーを押すと、Ascii、Hex 表示が切り換わります。
「↑」、「↓」キーを押すと、１行ずつスクロールします。「←」、「→」キーを押すと、５１２個単位でジャンプします。
「Shift」キーを押しながら、「←」、「→」キーを押すと、マーク表示されている個所へジャンプします。
表示切り換え、スクロールは、待機中、取得中でも出来ます。
モニターが停止しているとき、「Menu」キーを押すと、他の画面への切り換えが出来ます（メインメニューの項、参照）。
スクロール、ジャンプは、押し続けることで、連続的に行なえます。
●操作キー配置●モニター画面、キー操作
EN
Enter(Run/Stop)
MEMenuFNFunction
Shift ▲SHSpecial▼
SP←
Left→Right↑
Up↓
Down

停止待機取得停止（以後繰り返し）。
停止（SH を押しながら）取得。
メニューを表示（停止時）、メニューをキャンセル。
未使用。
他のキーの補助。
データ表示モード。 AsciiHex（繰り返し）。 ※待機中、取得中も可能。
ジャンプ（５１２個前）。 （SH を押しながら）マークジャンプ。 【※１】
ジャンプ（５１２個後）。 （SH を押しながら）マークジャンプ。 【※１】
１行スクロール。 【※１】
１行スクロール。 【※１】【※１】押し続けると連続動作。 待機中、取得中も可能。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

4/13

■■各種機能■■●制御信号
６系統ある制御信号のうち、最大２つを選んで、表示させることが出来ます。
設定は機能設定画面ででき、２つあるチャンネルに、それぞれ、どの制御信号を表示させるかを設定します。
制御信号は、約１〔ｍｓ〕でスキャンされ、変化が検出されます。
捉えられた制御信号の変化は、受信データに埋め込まれて、表示されます。
タイトルバーには、選択されている、制御信号の現在のレベルが、常時表示されます。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

5/13

●タイムスタンプ
タイムスタンプは、データの時間間隔を表示する機能です。回線上を流れるデータに、設定時間以上の隙間が空いた場合、データに埋め込まれて表示されます。
また、直前に到達したデータから、設定時間以上の隙間が空いた場合、タイトルバーに表示され、カウントアップされます。
タイムスタンプで表示される値は、直前のデータ到達からの経過時間で、設定した分解能の倍数です。
タイムスタンプのカウント（表示値）は、最大値に達した場合は、最大値を維持します。
表示範囲

０～９９９９９／（※）０～９９※幅狭画面の埋め込みの場合。

（設定）
タイムスタンプの設定は、機能設定画面で行ないます。
１～１０００〔ｍｓ〕
０を設定すると、タイムスタンプの機能は、禁止されます。
分解能
開始時間
０～９９９９９分解能の倍数で、設定します。
●状態表示
タイトルバーに、取得状態が、つぎのように表示されます。
停止（非表示）待機繰り返し取得繰り返し●電源電圧
タイトルバーに、電源電圧〔Ｖ〕と、電源状態が、常に表示されます。
電源状態の表示は、機能設定画面で２種類の表示が、選べます。

設定

黄

赤

アルカリ
ニッケル水素2.42〔Ｖ〕以下
2.48〔Ｖ〕以下

2.28〔Ｖ〕以下
2.36〔Ｖ〕以下●ロケーション
左上に表示されているデータの位置、保持データ数が、数字と、バーで、画面下部に表示されます。

■■メインメニュー■■

モニター画面で、モニターが停止中に、「Menu」キーを押すと、メインメニューが現れます。
「↑」「↓」キーで項目を選び、「Enter」キーで決定します。
メニュー表示中に、もう一度「Menu」キーを押すと、メニューはキャンセルされます。
●メニュー表示中の、キー操作ENEnter
MEMenu↑Up↓
Down

決定します。
キャンセルします。
項目を移動します。
項目を移動します。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

6/13

■■トリガ設定■■ENMEFNSHSP←→↑↓EnterMenu
Function
Shift ▲
Special ▼LeftRightUp
Down「保存／破棄」メニューが出ているとき、決定します。
「保存／破棄」メニューを表示、キャンセルします。
未使用。
値を変更します。
値を変更します。
カーソルを移動します。
カーソルを移動します。
カーソルを移動します。
カーソルを移動します。

カーソルを移動し、値を変更します。
「*」の表示は、未設定を意味します。
トリガ番号が未設定（「*」）では、条件設定のエリアには進めません。
条件設定値の、設定／未設定の切り換えは、左の桁で行ないます。
最小値を設定しないと、最大値の設定できません。
設定条件に、幅を持たせない場合は、最大値を設定しなくても構いません。
第１バイトを設定していないと、第２バイトは設定できません。
第２バイトを設定していないと、第３バイトは設定できません。
「Menu」キーを押すと「保存／破棄」メニューが現れます。
「保存／破棄」メニューは、「Enter」キーで決定、もう一度、「Menu」キーを押すとキャンセルされます。
トリガの種類、番号を変更すると、それまで編集していた値は破棄されます。
設定を確定する場合は、トリガの種類、番号ごとに保存し、モニター画面に戻らないといけません。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

7/13

■■その他の機能■■●ボーレート設定
設定範囲： １００ ～ １，０００，０００ 〔ｂｐｓ〕 （任意ボーレート設定： ～ １００，０００ 〔ｂｐｓ〕）
ボーレートは、１００～１，０００，０００〔ｂｐｓ〕の範囲で、１〔ｂｐｓ〕単位で設定できますが、設定するボーレートによって、設定した値と、実際に設定される値との間で、設定誤差が生じる場合があります。
１００，０００〔ｂｐｓ〕までの、低いボーレートでは、設定誤差１〔％〕以下で、任意のボーレートを、設定することが出来ます。
１００，０００〔ｂｐｓ〕より高いボーレートで、誤差なく設定できるのは、つぎの値です。
102400 110592 115200 122880 138240 153600 172800 184320 204800 221184
230400 276480 307200 345600 368640 460800 552960 614400 691200 921600
その他の設定誤差は、次式で求められます。
44.2368 × 10− 1 × 100〔%〕
44.2368 × 10
Round 8 ∙ 8∙Round は、四捨五入する関数。
Bは、ボーレート。
●エラー検出つぎのエラーを検出でき、つぎのような振る舞いをします。
パリティエラー
検出条件
表示
動作

パリティビットが一致しない場合
モニター画面で該当データを反転するなどして表示。幅広表示のときは「Ｐ」と表示される。
継続動作

フレーミングエラー
検出条件
表示
動作

ストップビットの位置に、０を検出した場合モニター画面で該当データを反転するなどして表示。幅広表示のときは「Ｆ」と表示される。
継続動作

ＳＣＩオーバランエラー
検出条件
データ受信に対して、プログラム処理が、速度的に間に合わなかった場合。
表示
エラーメッセージ「<< SCI OVERRUN >>」が、点滅表示される。
動作
モニター動作停止。次回開始時クリア。
バッファオーバランエラー
検出条件
データ受信に対して、プログラム処理が、速度的に間に合わなかった場合。
表示
エラーメッセージ「<< BUFFER OVERRUN >>」が、点滅表示される。
動作
モニター動作停止。次回開始時クリア。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

8/13

■■通信設定／機能設定■■EN
ME
FNSHSP←→↑↓

Enter
Menu
Function
Shift ▲
Special ▼LeftRightUpDown「保存／破棄」メニューが出ているとき、決定します。
「保存／破棄」メニューを表示、キャンセルします。
未使用。
値を変更します。
値を変更します。
桁を移動します。
桁を移動します。
項目を移動します。
項目を移動します。

「↑」、「↓」キーで項目を選び、「▲」、「▼」キーで値を変更します。
複数桁設定するものは、「←」、「→」キーで桁を選びます。
「Menu」キーを押すと「保存／破棄」メニューが現れます。
「保存／破棄」メニューは、「Enter」キーで決定、もう一度、「Menu」キーを押すとキャンセルされます。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

9/13

■■トリガ機能■■
トリガ条件を設定し、モニターを開始させたり、終了させたりすることができます。
また、トリガ条件により、マーク表示させることが出来ます。
トリガや、マークの条件はつぎのように設定できます。

３バイトまでの並びを設定できます。
それぞれのバイトは、範囲を持たせて設定することが出来ます。
３つの条件まで設定でき、何れかに一致すれば、条件が成立します。
●「Ｂ（＝４２１６）」を受信したことを条件とする場合。

●「ＡＢＣ（＝４１１６、４２１６、４３１６）」を受信したことを条件とする場合。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

10/13

●「０（＝３０１６）」または「１（＝３１１６）」を受信したことを条件とする場合。

●「<ＳＴＸ>Ａ（＝０２１６、４１１６）」または「<ＳＴＸ>Ｂ（＝０２１６、４２１６）」または「<ＥＮＱ>（＝０５１６）」を受信したことを条件とする場合。

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

11/13

■■コネクタ接続■■※「アップデートモード」のときには、オス、メスとも２番ピンが送信出力になります。通常は、全てのピンが入力です。
「アップデートモード」では、被測定機器を接続されないでください。

■■諸元■■●モニター機能・操作： モニター開始、モニター停止、トリガ待。
・取得しながら、ＡＳＣＩＩ、Ｈｅｘ表示、切り換え可能。
・取得しながら、表示スクロール可能。
・制御コード表示。 ・制御信号表示。
・マーク、トリガ、エラーを、強調表示。
・スライドバーによるデータ位置表示。
・保持データ量表示。
・バッファーモード： リカーシブル、ストレート。
・スクロール： 行単位、大きく移動、マークへ移動。
オートリピート。
●トリガ機能・設定したトリガ条件により、モニター開始、停止、マーク表示が出来る。
●制御信号モニター機能●タイムスタンプ機能●電源電圧検出機能●バッファー能力・約２４，５７６情報。
幅狭表示： 約１６１ページ分。
幅広表示： 約４７２ページ分。
・受信データ１バイトで、１情報。
他に制御信号の変化なども、情報を消費する。

●表示・横３２０×絶２４０ピクセル、カラー。
・日本語表示。
・幅狭表示： １５２〔データ〕／ページ。
・幅広表示： ５２〔データ〕／ページ。
●通信方式
・ＲＳ２３２Ｃ調歩同期シリアル通信 ・全２重・ボーレート： １００～１，０００，０００ 〔ｂｐｓ〕
１００，０００〔ｂｐｓ〕までは任意ボーレート可能。
・パリティー： なし／奇数／偶数。
・データビット長： ８／７ 〔ビット〕。
・ストップビット： １／２ 〔ビット〕。
●エラー検出・フレーミングエラー ・パリティエラー
・ＳＣＩオーバランエラー ・バッファオーバランエラー●電池寿命
・標準１５時間（２０００〔ｍＡｈ〕）●サイズ
・１３４ｍｍ×７６ｍｍ×３５ｍｍ（突起部含まず）●重量・約２０６ｇ（付属ＬＩＮＥ接続ケーブル込。電池を含まず）

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

12/13

■■表示文字一覧■■

0
1
2
3
456789A
B
C
D
E
F

0N
U
S
H
S
X
E
X
E
T
E
Q
A
K
B
L
B
S
H
T
L
F
V
T
F
F
C
R
S
O
S
I

1
D
L
D
1
D
2
D
3
D4
N
K
S
Y
E
B
C
N
E
M
S
B
E
C
F
S
G
S
R
SUS2▲!
“#$

30 @
1234% 5&’()*+,.
/46789:;
<AB
CDEF?

PQ
RSTUVG W
HIJK
L= M
>

5N
OX
YZ[¥6`
abcdefghijkl7pqrstuvwxyz{|[m }

^n~oD

_E

8808
182838485868788898A8B
8C
8D
8E8F

シリアルモニター［ＤＴ－ＳＲ１］取扱説明書 第３版 ［X516002-2]

9909192939495969798999A9B
9C
9D
9E
9FA◆｡
｢｣
､･ｦｧｨｩｪｫｬｭｮｯB

ｱｲｳｴｵｶｷｸｹ
ｺ
ｻｼｽ
ｾｿCﾀﾁﾂ
ﾃﾄﾅﾆﾇ
ﾈﾉﾊﾋﾌ
ﾍﾎﾏ

Dﾐﾑ
ﾒ
ﾓﾔ
ﾕ
ﾖﾗ
ﾘ
ﾙ
ﾚﾛﾜﾝ
ﾞﾟ

E
E
0E
1E
2E
3E
4E
5E
6E
7E
8E
9E
A
E
B
E
C
E
D
E
E
E
F

F
F
0F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
AF
B
FC
F
DFEFF

13/13