Y-006-c

IDM-30HR EX2/100HR EX2
繰返し精度を更に極めた高精度測定器

繰返し精度0.05μm、厚み0.1mmまで測定可能。ワッシャ−などの薄いワーク測定に最適。
It can measure up to a repeatability accuracy of0.05µm, and thickness of 0.1mm.
Perfect for measurement of thin objects such aswashers.

IDM-30HR EX2/100HR EX2仕様 ［Specifications］
型

IDM-30HR EX2式 Model構成

Components

最小表示値mm

総合精度μm繰返し精度μm

Minimum reading

主Main

要

Overrall accuracy
Repeatability

Instrument, System controller, Touch panel monitor, Light source

0.00001（0.01μm）±（0.3+L/150）
0.05 （操作誤差±1μmの時、標準偏差σ）

Standard deviation σ at an operation error of ±1μm

システムの消費電力

System power consumption

MAX 3A 100V〜240V 50/60Hz

測定範囲mm

0.1〜30被測定物の大きさmm

φ70×36（H）

Measuring range

Work pieces size

被測定物の材質

Material of workpiecesmm

測定しうる最大限度mm

Measurable max. limits

0.1〜100

内径と厚さの関係

Materials showing a gloss higher than the specified level.

内径 0.1

内径 30

Bore dia.0.1

Thickness 34

Slit width 0.1

内径 100厚さは内径の3倍まで 注3）

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.100

Thickness 34

半角10.5°以下（1/3テーパ）
Half angle 10.5°(Taper 1/3)

Measuring surface slope

体Thickness 0.1

Thickness is 3 times max of bore dia(See note 3.)

測定面の傾きInstrument

スリット 0.1

厚さ 0.1 注1）(See note 1.)

厚さ 34 注2）(See note 2.)

Bore dia.30

Bore dia v.s.thickness

本

φ170×36（H）
一定の光沢を有するもの 注6）測定しうる最小限度
Measurable min. limits

IDM-100HR EX2

本体、メインコントローラ、タッチパネルモニタ、光源装置

測定面の表面粗さ

Rz 3.2μm以下 注4）(See note 4.)

Measuring surface roughness

測定高さ設定範囲mm

目盛範囲 0〜17（最小目盛 0.01）、
デジマチックインジケータ使用（電池2万時間）

測定高さ幾何特性mm

直角度0.005 注7）

キャリッジ粗動範囲mm

キャリッジ微動範囲mm

載物台の大きさmm

載物台最大積載量kg

Measuring height range

Range 0〜17(minimum unit length 0.01), digimatic indicatorright angle

Geometric characteristics in the measuring height direction
Area of carriage shift

Area of fine carriage shift
Table size

31±5

Maximum carrying weight of table

載物台回転範囲
Table swivel angle

外形寸法mm

重量kg

Dimensions
Weight光源

Light source

103

φ70

φ170

210

約100°

約±3°

420
（幅）
×510
（奥行）
×610
（高さ）注5）

810
（幅）
×555
（奥行）
×700
（高さ）注5）100420Width x 510Depth x 610Heigth (See note 5.)

810Width x 555Depth x 700Heigth (See note 5.)48（see note 5.）

140(see note 5.)

約48 注5）約140 注5）

LED光源（１００W）照明装置と光ファイバーライトガイド（寿命3万時間）注1）面取り部分を除く直線部分。
注2）厚さ17mmまでは任意の位置の測定が可能で、厚さ34mmでは中央部の測定が可能です。
注3）仕様を超えると厚さ方向で測定可能な範囲が狭くなります。
注4）粗さ曲線のピッチ、反射率が影響します。
注5）LED照明装置［78（幅）×200（奥行）×144（高さ）、約1.8kg］を含みません。
注6）四三酸化鉄被膜など艶のある黒色は測定可能です。
注7）測定高さ1mm〜16mm間での特性です。
※ソフトウェアと標準付属品とオプションはＥＸ-Sと同じ※推奨使用温度環境 20℃±1℃以内

LED light source(100W)illumination unit, Optical fiber light guide

Note 1) The straight area excluding chamfers.
Note 2) Capable of measuring at a desired height up to 17mm of bore length and only at The middle
section at a bore length of 34mm.
Note 3) When this specification is exceeded, the measurable range in the thickness direction is reduced.
Note 4) It depends on the pitch and reflectance of the roughness curve.
Note 5) The LED illumination unit [78 (W) x 200 (D) x 144 (H), approx. 1.8 kg] is not included.
Note 6) Available for glossy black surfaces such as a film of triiron tetraoxide.
Note 7) Characteristics between 1 mm and 16 mm in measuring height.
*Software and standard accessories and option are the same as EX-S.
*Recommendation temperature environment within 20℃±1℃

11

計測機器

A high accuracy measuring instrument with further improved resolution.