TEL
保証期間
ご 購入日

年月より3 年間

（製品の確度については 1 年間）

保証規定

レーザパワーメータ

本社=東京都千代田区外神田2−4−4・電波ビル
郵便番号 =101-0021・電話 =東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号 = 556-0003・電話= 大阪（06）6631−7361㈹

保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたします。但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。
記
1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障
2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷
5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。
This warranty is valid only within Japan.
以上年

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

月日

修理内容をご記入ください。

取扱説明書◎ 光センサプローブの固定方法
本体左上部の固定位置にセンサプローブを図のように差し込みます。
◎ 本体蓋の開閉方法
１. 保護カバーを開ける場合は本体左側にあるボタンを図に示す方向へ押しながら保護カバーを開けます。
２. 閉める場合は光センサプローブを下記の方法に従い収納した後、保護カバーを閉じロックさせます。
◎ 光センサプローブの収納方法
下図のように光センサプローブを本体に収納してください。
１. 光センサプローブの受光面を上にして収納スペースに入れま２. す。光センサプローブの右横のスペースにコードのカール部を収めます。

植物油インキを使用しています。

08-1707 2040 2040

［6］測定方法
測定手順（４０ ｍＷ）に設定します。
１. 測定レンジを最大レンジ
２.レーザ光をセンサプローブの受光部に当てます３. 光パワーを確認後、最適なレンジに切り替えて測定をします。
レンジスイッチを「ＯＦＦ」に戻します。
４. 測定終了後、● 本器は操作終了30分後にオー
トパワーセーブとなります。
注）
オートパワーセーブ後に電源を入れ直す場合は一度レンジ切替えスイッチを1秒以上OFFの位置に戻してから操作を行ってください。
● 設定の測定レンジの最大値を越える光パワーを入射すると表示がオーバー表示となります。
オーバー表示：「４０００」最上位桁の「４」点滅●レーザ光の測定は受光面の中心に直角に当たるようにしてセンサプローブを徐々に上下、左右に動かし位置合わせをおこないます。一般的にその最大値が真値となることが多いようです。本器のＭＡＸホールド機能を使用すると測定し易くなります。
●レーザの種類により受光面からの「もどり光」
でレーザ出力が変動してしまうことがあります。このような場合は受光面の角度を少し変え、反射光が直接レーザ出射口に戻らないようにしてください。
● 弱いレーザ光（１ｍＷ以下）を測定する場合には特に周囲の光（外乱光）の影響を受け易くなりますので暗室で測定するなど外乱光対策が必要です。

◎ 光センサの波長感度補正方法
本器の直読校正波長は６３３ ｎｍです。
６３３ ｎｍ以外の波長光を測定する場合には受光部フォトダイオードの分光感度特性（代表値）から得られた感度補正係数を目安に換算してください。
-4--5--1-

表示値 補正係数 換算値
２．
４４（ｍＷ）x０．
７３≒１．
７８（ｍＷ）となります。

［7］保守管理について確度維持のため年に１回以上は校正、点検を実施してください。
１.保守点検外観
１）・落下などにより、外観が壊れてないか？
光センサプローブ２）・受光面がキズ付いていたり破損していないか？
・センサプローブのコードが傷んでいないか？
以上の項目に該当するものはそのまま使用せず修理をご依頼ください。
２.校正
校正、点検については三和電気計器（株）
サービス課までお問い合わせください。
３.内蔵電池の交換
交換方法
１ 電池蓋のネジをプラスドライバではずす。
２ 電池蓋をはずし消耗した電池を取り出す。
−の極性を間違えないように注意し新品の電池と交換
３ ＋、します。
４ 電池蓋を取り付けネジ止めします。
４.保管について● パネル、ケース等は揮発性溶液や熱に弱いためシンナーやアルコール等で拭いたり高熱を発するもの（はんだごて等）の近くに置かないでください。
● 振動の多い場所や落下の恐れがある場所には保管しないでください。
● 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所での保管は避けてください。
● 長期間使用されない場合は内蔵電池を必ず抜いてください。
［8］アフターサービスについて
１.保証期間について本品の保証期間はお買い上げ日より３年間です。

-6--7-

波長換算値
（W）
＝表示値
（W）
×補正係数
波長（nm） 補正係数400442450488500515550600

150×10.4×3.86×3.29×2.08×1.93×1.71×1.39×1.12

波長（nm） 補正係数

633650670
700750780
800830×1.00×0.95×0.90×0.84×0.77×0.73×0.72×0.70

波長（nm） 補正係数

850
900940950
10001050
1060
1100×0.69×0.68
×0.72×0.74
×0.96
×2.25×2.70×5.40

分光感度特性（代表特性）

140
130
120110100

相対感度（％）INSTRUCTION MANUAL［2］用途
本器はレーザ光のパワー測定用に設計されたポケットサイズのレーザパワーメータです。
携帯性、操作性、コストパフォーマンスに優れておりレーザ使用機器の光パワーレベルのチェックやメンテナンスに適しています。
He-Neレーザの633 nmを校正波長としており可視レーザポイン
タやDVDプレーヤーの光ピックアップなど可視レーザ域の光パワーを直読測定できます。
またCDプレーヤ、MDプレーヤ、
レーザプリンタなど校正波長以外の場合でも分光感度特性表（代表値）を目安にして換算することが可能です。

9080706050403020100400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 10501100
633
波長λ（nm）

例）
測定レーザ光７８０ｎｍで本体表示が「２．
４４ ｍＷ」
であった場合［4］各部の名称

光センサプローブ
収納場所

保護カバー

［5］機能説明● 電源スイッチ兼レンジ切替スイッチ
このロータリースイッチで電源のＯＮ／ＯＦＦおよび４０ μＷ、４００μＷ、４ ｍＷ、４０ ｍＷレンジの切り替えをおこないます。
● 電池消耗警告表示
内部電池が消耗し電池電圧が低下すると表示器にマークが点灯します。
マークが点灯したら新しい電池と交換してください。
●ＭＩＮ／MAXホールドボタン（保護カバーロック兼用）
このボタンを押すと表示器の数値表示部がＭＩＮホールド、MAXホールド状態になります。
押す

液晶表示部

本社〒101-0021東京都千代田区外神田2-4-4・電波ビルTEL. 03-3253-4871（代） FAX. 03-3251-7022［1］使用上の注意● 測定時にレーザ光を直視したりその反射光が目に入らないように注意してください。
レーザ光が目に入ると視力低下や失明する恐れがあります。特に赤外光は肉眼で見ることが出来ないのでより注意が必要です。
● 過大な光入力は受光部フォトダイオードの破壊につながります
ので測定範囲（40 mW）を超える光を入力しないでください。
● 受光面をキズ付けたり直接素手で触れて汚したりしないでください。キズや汚れにより感度が低下することがあります。
もし受光面が汚れてしまった場合にはエチルアルコールを用いて軽く拭き取ってください。
● 本器は操作終了30分後にオートパワーセーブとなります。オー
トパワーセーブ後に電源を入れ直す場合は一度レンジ切替えスイッチを1秒以上OFFの位置に戻してから操作を行ってくだ
さい。
● 使用後は必ずレンジスイッチを「OFF」に戻してください。

［3］特長
・携帯に便利なポケットサイズ。
・受光センサプローブを本体に収納可能。
・3999カウント、バーグラフ表示付き。
他波長は分光感度特性表により換算。
・直読校正波長633 ｎｍ、０１μＷ〜３９．
９９ ｍＷ
・測定範囲０．
・最小値／最大値ホールド機能付き。
・無駄な電池消耗を防ぐオートパワーセーブ機能付き。

波長換算値
（W）
＝表示値
（W）
×補正係数
波長（nm） 補正係数400442450488
500515550
600

MIN/MAX
ホールド
ボタン×10.4×3.86×3.29×2.08×1.93×1.71×1.39×1.12150

波長（nm） 補正係数

633
650
670
700
750780800
830

×1.00×0.95
×0.90×0.84×0.77
×0.73
×0.72
×0.70

波長（nm） 補正係数

850
900940950
10001050
1060
1100×0.69×0.68×0.72×0.74×0.96×2.25×2.70×5.40

分光感度特性（代表特性）

14013012011010090805040300400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 10501100
633
波長λ（nm）

光センサプローブ

ＭＡＸホールド・ＭＩＮホールド：
表示器の数値表示部の最小値を保持。表示器に「ＤＨ」「ＭＩＮ」が点灯。
・ＭＡＸホールド：
表示器の数値表示部の最大値を保持。表示器に「ＤＨ」「ＭＡＸ」が点灯。
ＭＡＸホールド機能を使用することにより常に測定最大値を表示させることが出来るためセンサ受光面にビーム光が当たる
位置や距離、角度により測定値が異なってしまう問題を解消できます。
注）・バーグラフ表示はホールドされません。
・測定レンジを切り替えるとＭＡＸ／ＭＩＮホールドは解除されます。

-2-

２．
修理について修理依頼前に次の項目をご確認ください。
１）
・内蔵電池の容量はありますか？
・電池の極性は正しいですか？
保証期間中の修理
２）
・保証書の記載内容に基づき修理させていただきます。
保証期間経過後の修理
３）
・修理により本来の機能が維持できる場合ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費が製品価格より高くなる場合もあります
ので事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年間です。
この補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。
ただし購買部品の入手が製造会社の製造中止等により不可能になった場合は保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
修理品の送り先
4）
・製品の安全輸送のため製品の5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを詰めてお送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復の送料はお客様ご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社 羽村工場サービス課〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15
TEL（042）554-0113 FAX（042）555-9046
5）お問い合せ先
三和電気計器株式会社
本社：TEL（03）3253-4871 FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ:0120-51-3930
受付時間 9：30〜12：00 13：00〜17：00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp-8-押す

押す

6010

受光部

通常測定

7020

電源スイッチ兼レンジ切替スイッチ

ＭＩＮホールド

レーザパワーメータ

本器LP1はHe-Neレーザ（633nm）の波長に感度校正されています。他の波長光を測定する場合は下記の感度補正係数を目安にして換算してください。

相対感度（％）

このたびはsanwaレーザパワーメータLP1をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んでいただき正しく安全にご使用ください。
また常にご覧いただ
けるように製品と一緒に大切に保存してください。

-3-［9］仕様ｉフォトダイオード（受光径φ９ ｍｍ）
受 光 素 子 Ｓ
測 定 波 長 範 囲 ４００ｎｍ〜１１００ｎｍ
６３３ｎｍ（Ｈｅ-Ｎｅレーザ）
直読校正波長その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算
数値部：
３９９９カウントデジタル表示
表示
バーグラフ部：
４２セグメント表示
オ ー バ ー 表 示 「４０００」最上位桁の「４」点滅
内部電池が消耗し電池電圧が低下したとき
電池消耗表示
表示器にマークが点灯
数値部：約２回／秒
サ ン プ ル レ ート
バーグラフ部：約２０回／秒
０１μＷ〜３９．
９９ ｍＷ
光パワー測定範囲 ０．
４０μＷレンジ（０．
０１μＷ〜３９．
９９μＷ）
４００μＷレンジ（０．
１μＷ〜３９９．
９μＷ）
測 定 レ ン ジ
４ ｍＷレンジ（０．
００１ ｍＷ〜３．
９９９ ｍＷ）
４０ ｍＷレンジ（０．
０１ ｍＷ〜３９．
９９ ｍＷ）±５ ％（４ ｍＷレンジ：校正波長６３３ｎｍ、１ ｍＷにて）
測 定 確 度23 ℃±2 ℃において
ＭＩＮホールド機能、
ＭＡＸホールド機能、機能オートパワーセーブ機能（操作終了30分後）
EMC指令、RoHS指令 IEC61326（EMC）、EN50581（RoHS）
電源 ＬＲ-４４ ボタン電池x２
消 費 電 力 約6 mW
使 用 環 境 条 件 高度2000 m以下・環境汚染度Ⅱ
使 用 温 湿 度 範 囲 温度０ ℃〜４０ ℃湿度８０ ％ＲＨ以下 結露のないこと
保 存 温 湿 度 範 囲 温度−１０ ℃〜５０ ℃湿度８０ ％ＲＨ以下結露のないこと
本 体 寸 法・質 量 １１７（H）
x７６（W）
x１８（D）
ｍｍ、約１2０ｇ
光センサプローブ ８４（H）
x１６（W）
x１０（D）ｍｍ
コ ー ド 長 伸長０．
５ｍ付
属品 取扱説明書 １
ここに記載された製品の仕様や外観は改良等の理由により予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
-9-