OYO S・I／KINEMETRICS

次世代Ｗｅｂベース
高性能地震計/収録装置

Obsidian

キネメトリックス（Kinemetrics）社製Obsidianは、次世代Webベースの高性能地震計/収録装置です。高速サンプリング、演算機能、豊富な通信機能、時刻補正機能にGPSの他PTP機能を標準装備、遠隔でのメンテナンス機能を充実させるなど、多様化する地震観測に柔軟に対応することができます。
各種Webブラウザによるアクセスが可能で、動作状況、データ回収はもちろんプログラムのアップデート、各種メンテナンスも可能で、ネットワークシステムに最適な機種です。
特長・４ｃｈ、８ｃｈ入力のほかセンサ内蔵タイプも選択可
・ｃｈ毎に複数のサンプリング、フォーマット、通信プロトコルの設定が可能
・時刻校正機能としてGPSの他、PTPを標準搭載、地震計同士の時刻同期が可能
・データの時間遅れが極めて少なく、EEWS（Earthquake Early Warning System)に最適
・自動キャリブレーション機能などＣＡＬ機能を強化
・USBメモリにより自動データ回収機能を装備、現地でのデータ回収が飛躍的に簡略化
・USB経由のWi-Fi通信にも対応
・Webブラウザによる豊富なメンテナンス機能

応用地震計測株式会社〒336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪2-2-19
TEL : 048-887-8891 FAX : 048-887-5660
Eメール: marketing@oyosi.co.jp ホームページ: http://www.oyosi.co.jp
応用地震計測株式会社
名古屋営業所〒463-8541
愛知県名古屋市守山区瀬古東二丁目９０７番地 応用地質㈱内
TEL : 052-793-8388 FAX : 052-793-8380

Feb. 2015

代理店

応用地震計測株式会社

Obsidian 仕様
センサー入力チャンネル数
入力レベル

4,8チャンネル
5Vpp,10Vpp,40Vpp差動入力

データ収録
AD変換
24bit ΔΣ（チャンネル毎）
アンチエリアスフィルター
倍精度FIRフィルター（因果的、非因果的）ナイ
キスト周波数で-140dB
ダイナミックレンジ 200sps 127dB） 100sps –130dB(RMSノイズ とRMS クリッピングレベルの比）
周波数特性
DC～80Hz, @200sps
サンプルレート
1,10,20,50,100,200,250,500,1000,2000,5000sps
チャンネルスキュー 無し、全チャンネル同時サンプル
収録モード
連続、トリガー、時間指定
データフォーマット 24ビット、各種フォーマットに対応パラメータ算出
リアルタイム算出機能付き
リアルタイムデジタル出力
イーサネット又はシリアルの連続波形データ
トリガー
フィルター
トリガーの選定
閾値トリガー設定
追加トリガー
時刻校正
種類
GPSPTP
タイミング精度収録
データスロット
システムスロット
記憶容量
SDHCフォーマット
データ

IIRバンドパスフィルター（3種類）チャンネル毎に設定
0.01%-100% で設定
投票方式（内部、外部、ネットワーク）
STA/LTA, 時間窓指定

GPSにデジタルロックまたはPTP
時刻信号、内蔵発振器補正、位置情報をシス
テムに供給、統合する。
時刻同期に３ポート、内蔵オシレータで同期
１マイクロ秒以下

内蔵SDカード ８GB～３２GB内蔵SDカード ４GB
200sps 時42KB/チャンネル/分/で算出
LINUX EXT4
外部USBメモリにより、自動データ回収が可能
USBデバイスのフォーマット：FAT32

I/O およびディスプレイ
電源入力
MIL規格コネクター（DC電源、外部バッテリー、POE（オプション）
イーサネット
10/100 BASE-T イーサネットI/F
M12コネクタUSB 2.0 Host Port3
USB 2.0 Devise
1
RS-232
3
DFS Port(RS232)
1
Linux Console(RS232) 1
POTS Modem
1
Time Power Ports
3
GPS Antenna
1
EMI/RFI保護
全てのI/OはEMI/RFIと過渡電圧保護
LEDシステム、電源、イベント、イーサネットリンク、データの状態を表示
電源種類

内部高性能スイッチング電源、バッテリ充電回
路
入力
9-28VDC（バッテリ充電の場合15.5VDC以上
内部充電器
15.5VDCバッテリー
制御弁式鉛蓄電池、バッテリー専用筐体
内部バッテリ充電器 VRLA(制御弁式）バッテリー用に、デジタル温度補正出力、逆接防止、深放電回復機能
ヒューズ無し、リセット式スイッチ
電流180ma@12V(12チャンネル)
環境
動作温度
湿度
筐体
寸法、重量

防水性
環境

-20℃～70℃（動作範囲）
0～100%RH（結露無し）

4X
18.26 x 19.05 x 17.27 7.26 Kg
8X
18.26 x 19.05 x 34.5 14.52Kg
内蔵IP67
RoHS対応品

サポート、ソフトウエア
Altus File Viewer
複数のOSに対応、波形やイベントのレビュー
Antelope
中規模～大規模な、ネットワーク向け、様々
通信
な商用ネットワークに対応したネットワーク管
イーサーネット
リアルタイム通信（TCP/IP、複数の宛先指定）
理システム
パラメータ設定、イベント収録(FTP/SFTP)
Earthwarm
中規模～大規模な、ネットワーク向け、様々
RS-232C
リアルタイム通信、パラメータ設定、イベント収録
な公共のネットワークに対応したネットワー
モデム
内蔵モデム装備
ク管理システムリモートアクセス用、ユーザ又はObsidianによって NMS
PCベース、小規模～中規模ネットワークに対初期化
応、モデムやリアルタイム通信用、地震計ネッ
テレメトリ
リアルタイムデータ（DFS, SEEDLink,
トワーク管理システム、
Earthworm, Antelope,
RockTalk
コマンド送受、制御用のプログラム、複数のORBサービスまたはAltus SDS プロトコル互換
OSに対応
RochHound
各種PC上で動作するリアルタイムデータ収集、ファームウエア
処理用ソフト、商用のオープンアーキテクャー
種類マルチタスク機能により、収録とコマンド応答の方式で、ユーザによる拡張が可能
同時性を保証、ブートローダによる、リモート、PSD
地震データ解析用商用プログラム、擬似スペ
又は自動的なファームウエアの更新
クトル密度の計算など
セキュリティ
SSHおよびSSｌをサポート
SMA
地震の強震動解析用商用プログラム、システムの制御
サンプルレート、フィルタータイプ、トリガータイ
K2COSMOS
EVTファイル→COSMOSV1.20 へのフォーマップ、トリガー投票、通信の設置維持、イベントのト変換プログラム、COSMOSフォーマットはグ
収録
ラニットから直性生成可能
ファイルフォーマット キネメトリックスEVT、miniSEED,Miscellaneous
ASCIIおよびその他フォーマット変換、SAC,COSMOS, MATLAB,SUDS,SEISAN,その他ソフト開発キット、オプションあり
ASCII、その他
インテリジェントアラート
イベント検出、自動診断時故障検出時通信を初期化
自動診断機能システム電圧、温度、湿度、時刻のズレを定期的に自動診断、急速セットアップ
CF上のパラメータファイルから設定可能
システムタイミング PTPスレーブ、マスタタイミングをサポート
NTP及び外部１pps入力

Feb. 2015