GeneralSpecifications

WW4311
水位計変換器WW4311 形水位計変換器は水位計発信器からの水位信号を入力し、水位値を表示するとともに、アナログ出力または BCD出力を行う変換器です。
主に、水路、河川、貯水池、井戸などの水位観測で使用します。
旧製品である WW431 形水圧式水位計の変換器との取付位置に互換性があるため、機器の更新が容易です。

＜特長＞● 水位計発信器が圧力式の場合は、設置標高に応じた大気圧補正や設置箇所の重力加速度補正を行うことで、高精度な

WW4311-D10-0A10 形

WW4311-D10-0B10 形

アナログ出力仕様

BCD 出力仕様

水位観測が可能です。
● 水位を一定時間で平均化し、安定した水位計測が可能です。
平均時間は操作キーにより変更可能です。
● 避雷素子を変換器に内蔵しているため、接続箱などの設置が不要で、省スペース化を実現しています。また、避雷素子の交換はドライバを用いて容易に行えます。
● 発信器の異常監視や避雷素子交換の作業性向上など、徹底した保守機能強化により欠測時間を大幅に削減します。
● 国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠した BCD 出力が可能です。
＜製品コード＞形 名
WW4311＜保基 本 仕 様 コ ー ド 付加コード

仕様－ □ □ □ － □ □ □ □ ／ □ □ □ 水位計変換器－D 1 0 －0等

アナログ出力0～5 V、0～1 V
BCD5 桁出力
Photo-MOS

A 1
B 10

BCD4 桁変換ケーブル 1 m
BCD5 桁出力用端子台／T R M
ケーブル 1 m 付／C B L

＜付守品＞

品

名

数量

部品番号

避雷素子

1 式

K5642BT

ヒューズ（2 A タイムラグ）

1 個

A1111EF

部品番号

仕様・備考

＜関 連 製 品＞
品

名

水圧式水位計発信器

WW4301

圧力式

投込式水位計発信器

WW4381

圧力式

シリコン振動式投込水位計発信器W4481

圧力式

電波式水位計発信器

WW4471

非接触式

屋外用端子盤

M-458

発信器－変換器間の距離が100m を超える場合に使用

属品＞

品名数量

部品番号

仕様・備考

ノイズフィルタ

1 個

A1179MN

フェライトコア

BCD4 桁変換ケーブル 1 m

ドライバ

BCD5 桁出力信号を旧製品のK 5 6 4 1 D Y WW432 形と 互換性のあ る
BCD4 桁出力信号に変換する

BCD5 桁出力端子台

A2067JT

吉田電機工業株式会社製 PXDS50V3 または相当品
K5642DG と組み合わせて使用

1 本

K5695KL

ヒューズ（2 A タイムラグ） 1 個
BCD4 桁変換ケーブル 1 m 1 本

A1111EFK5641DY/CBL 形を選択した場合

BCD5 桁出力端子台

1 個

A2067JT/TRM 形を選択した場合

BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

1 本

K5642DG/TRM 形を選択した場合

BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K5642DG

A2067JT と組み合わせて使用/CBL 形、/TRM 形を選択しない場合

BCD5 桁出力コネクタ

A1006JD

第一電子工業株式会社製 5730500 または相当品

BCD5 桁出力コネクタ

1 個

A1006JD

取扱説明書

1 部－

＊電源ケーブルおよびアース線は付属されません。

GS WW4311-00
2024.08 10 版

＜仕様＞
項目

内

適 合 発 信 器

入力数WW4301 形水圧式水位計発信器
WW4381 形投込式水位計発信器*1
W4481 形シリコン振動式投込水位計発信器*1
WW4471 形電波式水位計発信器
汎用 4～20 mA 出力 2 線式発信器*2
1 点
24 V DC（無負荷時）

入変内

項目

内

容抵示

モノクロ液晶 128×64 ドット
LED バックライト付き

水位データ： BCD4 桁／5 桁 奇数パリティ付き、データ正負判別信号

現在水位、機器状態、設定情報

操作

キー4 個（［MODE］、［∧］、［∨］、［ENTER］）

動 作 モ ー ド連続

水位入力周期1秒

水 位 処 理 * 3

瞬間、移動平均、区間平均
大気圧補正、密度補正、重力加速度補正、標高補正、およびゼロ点補正

平移動平均：20 秒／1 分／5 分／10 分
区間平均：5 秒／10 秒／15 秒

時

間

接点出力信号

出力数：

2 ch

信号形式：

無電圧接点出力（Photo-MOS タイプ）

接点容量：

220 V（AC/DC）
100 mA 以下（抵抗負荷）

接点構成：

a 接点
（信号 ON のとき接点がメーク）

各種情報：

機器異常、水位オーバー、水位アンダー、急上昇中、急下降中

使用

環境-10～50℃、90%r.h. 以下

使用

電源

10.5～16.7 V DC流-□□□-□A1□形：約 180 mA-□□□-□B1□形：約 200 mA（12 V DC 時。発信器への供給電源を含む。）

色

パネル：マンセル値 5.2 PB 8.2/1.0
その他の面：マンセル値 4.1 PB 6.0/4.5

法

約 115（W）×117（H）×127（D）mm
突起物を含まず量

約 1.1 kg

電塗質

0～5 V：5 kΩ 以上
0～1 V：5 kΩ 以上

出 力 数 ： 1 ch

容形

許容負荷抵抗

0～5 V、および 0～1 V

340 Ω 以下

内外号器
抗示

費

信

容

4～20 mA DC

表

消力

内号

表

均目

信換部

出項

BCD5 桁出力 WW4311-□□□-□B1□形

発信器供給電源力容＜選 択 仕 様＞
アナログ出力 WW4311-□□□-□A1□形寸* 1： WW4382 形投込式水位計中継器や W4482 形シリコン振動式投込水位計中継器は接続できません。
また、水位計発信器の設定機能には対応しておりません。
* 2： 発信器側と変換器側の条件を満たせば、汎用の 4～20 mA 出
力の 2 線式発信器も接続可能です。
* 3： 大気圧補正、密度補正、重力加速度補正は、WW4471 形電波式水位計発信器等の非接触式水位計発信器と接続する場合には使用しません。

GS WW4311-00
2024.08 10 版

出力信号

出 力 信 号 の電 気 的 仕 様

各種情報：

機器異常、イベント情報、注意値、警戒値、急上昇中、急下降中信号形式：

無電圧接点出力（Photo-MOS タイプ）

接点容量：

50 V DC
50 mA 以下（抵抗負荷）

接点構成：

a 接点
（信号 ON のとき接点がメーク）

出力内容：

瞬間値／平均値（切替式）

出力単位：mm／cm（切替式）

マイナス出力： 補数形式／符号付形式／ゼロ
（切替式）
出力桁数：

4／5 桁（切替式）

出力範囲：

BCD4 桁選択時
補 数 形 式 -01000 ～ +08999
符号付形式 -09999 ～ +09999
ゼロ 00000 ～ +09999
BCD5 桁選択時
補 数 形 式 -10000 ～ +89999
符号付形式 -99999 ～ +99999
ゼロ 00000 ～ +99999

水 位 デ ー タ

更新周

期

1 秒／1 分（切替式）
ビジィ信号： 水位データ更新時に 100 ms 間
ON する

制

*

御信号

データロック信号入力： 信号入力後、200 ms 以内に水位データを更新し、入力している
間、水位データを保持する
信号形式：無電圧接点入力（他の電気回路およびケースから絶縁していること）

メーク時間：200 ms 以上

データロック信号 チ ャ タ リ ン グの 電 気 的 条 件 ブレーク時印加電圧：20 ms 以下

メーク時通電電流：10 mA 以下

接点構成：a 接点（接点がメークのとき信号 ON）：10 V 以下

BCD 信号は国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠しています。

２

＜構成ブロック図＞【WW4301 形水圧式水位計発信器】■

隔測距離が 100 m 以内の場合
WW4301形
水圧式水位計発信器

最大100 mWW4311形
水位計変換器

導線断面積0.2mm2

12V DC■ 隔測距離が 100 m を超える場合
WW4301形
水圧式水位計発信器

L1
最大100 m
導線断面積0.2mm2

L2
最大2,000 m
M-458形
屋外用端子盤
導線断面積
0.5～2.0mm2

WW4311形
水位計変換器12V DC
許容負荷抵抗240Ω

【WW4471 形電波式水位計発信器】
WW4471形
電波式水位計発信器

LWW4311形
水位計変換器

導線断面積
0.2～2.0mm2

12V DC
許容負荷抵抗20Ω

【WW4381 形投込式水位計発信器、W4481 形シリコン振動式投込水位計発信器】■

隔測距離が 100 m 以内の場合

WW4381形
投込式水位計発信器／
W4481形シリコン振動式
投込水位計発信器

最大100 mWW4311形
水位計変換器

導線断面積0.5mm2

12V DC■

隔測距離が 100 m を超える場合

L1
WW4381形
投込式水位計発信器／ 最大100 m
W4481形シリコン振動式
導線断面積
投込水位計発信器
2L2

M-458形
屋外用端子盤0.5mm

導線断面積
0.5～2.0mm2

WW4311形
水位計変換器12V DC

許容負荷抵抗160Ω

※ 破線部 は本製 品に含 まれま せん。

＜参考＞

導線断面積と適合発信器の隔測距離1m あたりの導線抵抗

WW4301 形の最大隔測距離 （L2）WW4471 形の最大隔測距離 (L)

0.2mm20.1Ω1,000 m

100 m

760 m

0.5mm20.04Ω

2,000 m

250 m

1,900 m

導線断面積

WW4381/W4481 形の最大隔測距離 (L2)WW4301 発信器に接続しているケーブルの導線断面積は 0.2 mm2、WW4381／W4481 発信器に接続しているケーブルの導線断面積は 0.5 mm2 です。
WW4301 形、WW4381 形または W4481 形の隔測距離は L1 が 100 m の場合の隔測距離です。
表中の最大隔測距離は理論値であり、実際の最大隔測距離は測定環境により異なります。

３

GS WW4311-00
2024.08 10 版

＜外 形 図＞
WW4311-□□□-□A1□ 形（単位：mm）

WW4311-□□□-□B1□ 形＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WW4311-00
2024.08 10 版

４