オンライン振動計 見太郎シリーズ

基本仕様
圧電加速度型 5.1mV/（ m/s2（）50mV/G）

セ ン サ ー タ イ プ
測定
モードレンジ※

警報

出力信号

出力形

寸

電外質
使用

温度

範

測定周波数
測定モード
5Hz〜20kHz
加速度（RMS）
1kHz〜20kHz
加速度（RMS）
1kHz〜20kHz
加速度（PEAK）
5Hz〜1kHz
速度（RMS）
5Hz（or 15Hz）〜1kHz
変位（p-p）
測定モードごとに上限１レベル
リレー接点1a
接点容量 5Ｗ（AC100Ｖ 0.05A, DC24V 0.2A）
AC110V MAX
ディレイ設定可 0〜15秒
DC（レベル出力）※…ＤＣ4〜20ｍＡ 許容負荷抵抗500Ω以下
AC（波形出力）…ピックアップ信号スルー出力 5.1mV/（m/s2）
AC85〜264V 50/60Hz 10W以下
54（W）
×180
（H）
×160（D）ｍｍ 取付金具、突起部含まず
約 880ｇ-10〜60℃（結露なきこと）

源
法
量
囲

測定レンジ
5、15、50、150、500 m/s2
5、15、50、150、500 m/s2
5、15、50、150、500 m/s2
5、15、50、150、500 mm/s
50、100、200、500、1000 μm

特見やすいデジタルメーター表示を採用

使用例
回転機械の常時振動監視と精密診断

警報はデジタルで簡単設定

設備制御系への振動データの取り込み

中継ボックス

中継ボックス振動ピックアップ

振動センサー

レベル信号および警報出力機能搭載
IＳＯ10816に準拠、ＳI単位系に対応

MK-64

MK-64

MK-64

MK-64

MK-64

ポータブル診断器と接続すれば精密診断が可能
MK-64

生産システムPLC

・自動診断
・周波数解析
・報告書出力MK-64

フィルター切り替えスイッチ
変位モードにおけるHPFの切り替え（5Hz or 15Hz)

測定モード切り替えスイッチ
測定5モードの中から1モード選択

信号入出力端子台
信号出力はDC4〜20mA

警報ディレイスイッチ
警報出力の遅延時間を設定警報出力端子台
警報発生時のリレー出力端子台

警報レベルスイッチ
デジタル設定スイッチの採用により99%まで1%刻みで設定

電源端子台
AC85〜264Vの範囲でワールドワイドに対応

信号出力コネクター
振動ピックアップスルー信号を出力※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ : http://www.jfe-advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
本社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)JC-MK-64-05A

ＤＣＳ等の振動データ取り込み用として回転機械への標準組み込み用として機能説明

レベルメーター
50段階の表示により高分解能

途

回転機械の設備診断用に

MK-64
ポータブル振動診断器（MK-220）

測定レンジ切り替えスイッチ
5、15、50、150、500m/s2の5段階の中から選択（加速度モードの場合）用モーター、ポンプ、ファン等の常時振動監視に
DCS

京長

加速度・速度・変位全てのモードに対応※ 演算方法はオーバーオール値（オプション）もあります。測定モードは5モード中2つのモードが選択できます。
（同一モードを2つ選択でき、警報を2段に設定可能）

東（見太郎 64）兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業グループ）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑7362
FAX.03‑5825‑5591
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

16.06.5000 K

オンライン振動計 見太郎シリーズ

基本仕様
圧電加速度型 5.1mV/（ m/s2（）50mV/G）

セ ン サ ー タ イ プ
測定
モードレンジ※

警報

出力信号

出力形

寸

電外質
使用

温度

範

測定周波数
測定モード
5Hz〜20kHz
加速度（RMS）
1kHz〜20kHz
加速度（RMS）
1kHz〜20kHz
加速度（PEAK）
5Hz〜1kHz
速度（RMS）
5Hz（or 15Hz）〜1kHz
変位（p-p）
測定モードごとに上限１レベル
リレー接点1a
接点容量 5Ｗ（AC100Ｖ 0.05A, DC24V 0.2A）
AC110V MAX
ディレイ設定可 0〜15秒
DC（レベル出力）※…ＤＣ4〜20ｍＡ 許容負荷抵抗500Ω以下
AC（波形出力）…ピックアップ信号スルー出力 5.1mV/（m/s2）
AC85〜264V 50/60Hz 10W以下
54（W）
×180（H）×160（D）ｍｍ 取付金具、突起部含まず
約 880ｇ-10〜60℃（結露なきこと）

源法
量
囲

測定レンジ
5、15、50、150、500 m/s2
5、15、50、150、500 m/s2
5、15、50、150、500 m/s2
5、15、50、150、500 mm/s
50、100、200、500、1000 μm

特見やすいデジタルメーター表示を採用

使用例
回転機械の常時振動監視と精密診断

警報はデジタルで簡単設定

設備制御系への振動データの取り込み

中継ボックス

中継ボックス振動ピックアップ

振動センサー

レベル信号および警報出力機能搭載
IＳＯ10816に準拠、ＳI単位系に対応

MK-64

MK-64

MK-64

MK-64

MK-64

ポータブル診断器と接続すれば精密診断が可能
MK-64

生産システム
PLC・自動診断・周波数解析
・報告書出力MK-64

フィルター切り替えスイッチ
変位モードにおけるHPFの切り替え（5Hz or 15Hz)

測定モード切り替えスイッチ
測定5モードの中から1モード選択信号入出力端子台
信号出力はDC4〜20mA

警報ディレイスイッチ
警報出力の遅延時間を設定

警報出力端子台
警報発生時のリレー出力端子台

警報レベルスイッチ
デジタル設定スイッチの採用により99%まで1%刻みで設定

電源端子台
AC85〜264Vの範囲でワールドワイドに対応

信号出力コネクター
振動ピックアップスルー信号を出力※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ : http://www.jfe-advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
本社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)JC-MK-64-05A

ＤＣＳ等の振動データ取り込み用として回転機械への標準組み込み用として機能説明

レベルメーター
50段階の表示により高分解能

途

回転機械の設備診断用に

MK-64
ポータブル振動診断器（MK-220）

測定レンジ切り替えスイッチ
5、15、50、150、500m/s2の5段階の中から選択（加速度モードの場合）用モーター、ポンプ、ファン等の常時振動監視にDCS

京長

加速度・速度・変位全てのモードに対応※ 演算方法はオーバーオール値（オプション）もあります。測定モードは5モード中2つのモードが選択できます。
（同一モードを2つ選択でき、警報を2段に設定可能）

東（見太郎 64）兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業グループ）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑7362
FAX.03‑5825‑5591
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

16.06.5000 K