WJ7661 RYUKAN〈運用マニュアル〉
TI WJ7661-00
2020.09 2 版

1. 運用マニュアル（本書）について
本書は、WJ7661 形 RYUKAN において、推奨される運用方法を示すものであり、流速の計測に適した環境や条件を計測者にご理解いただくことを目的としています。

1.1 本書に対する注意事項

表 2.1 計測距離が仕様上限（20 m）に収まる俯角の範囲
高さ
俯角下限値
俯角上限値

（本体と水面の高低差）

3m
5m
7m
9m
10 m
11 m
12 m
13 m
14 m

20.0 ﾟ
20.0 ﾟ
20.5 ﾟ
26.7 ﾟ
30.0 ﾟ
33.4 ﾟ
36.9 ﾟ
40.5 ﾟ
44.4 ﾟ

※俯角の仕様範囲は、20～45 ﾟです· 本書は推奨される運用方法を示すものですが、すべての現場、観測状況に対応できるものではありません。
· 推奨外の運用をすると、実際の流速と明らかに異なる値を表示することがあります。本書では実際の流速と明らかに異なる値のことを異常値と定義します。
· ボタンの操作方法などの基本的な使い方は、「取扱説明書」または「簡易マニュアル」をご参照ください。
· 本書については、将来予告なしに変更することがあります。
· 本書の内容の一部または全部を、無断で転載、複製することはお断りします。

45.0 ﾟ

たとえば、高さ 10 m
なら俯角は 30～45 ﾟの間で使用してください（2）波立ちがあるところを測る
・ 河川からの反射波を得られないため、波がないところは測れません。
・ 波立ちが大きいほど反射波が強くなり、計測が有利になります。ただし、大きな岩などによる局所的な波立ちは避けてください。
（6）
参照。

得意

苦手

2. 推奨される基本的な使い方（1）計測距離は短く
・ RYUKAN から水面までの距離が短いほど河川からの反射波が大きくなり、計測が有利になります。よって、同じ高さからの計測の場合、俯角が 45 ﾟに近いほど有利です。
・ 特に水面との高低差が 7 m 以上ある条件においては、俯角を最大限45 ﾟに近づけることを推奨します。

計
測

距

離

近距離

得意

波あり

波なし

（3）降雨時のポイント
・ 降雨時は、雨よけ延長フードを伸ばしてください。
・ レドーム（黒い板）に水滴がついている場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
・ 雨が強いほど、雨滴と河川を区別できなくなり、計測が不利になります。
・ 降雨時は、俯角を最大限 45 ﾟに近づけ、雨以外の不利な条件が重ならないようにすることを推奨します。

遠苦手

俯角は45°に近いほど有利

雨なし

得意

小雨

豪雨

苦手

（4）振動を抑える
・ 本体の振動の影響を受け、計測が不利になる場合があります。
・ 実際の流速と明らかに異なる 1 m/s 以下の流速値（振動による異常値）が頻出する場合は、三脚の固定方法の見直しや固定場所を変更することを推奨します。

計

測
距

離

得意

景色が映り込むのが１つの目安

苦手（5）障害物がないように
・ RYUKAN から水面までの電波の経路には、草木や大きな岩などの障害物がない場所を選んでください。
・ 俯角を 45 ﾟに近づけることで、橋の欄干などの障害物が電波の経路に入る場合、三脚の高さを上げるか俯角を小さくし、障害物を避けるようにしてください。

・ 何らかの制限により俯角を大きくすることができない場合は、計測距離が仕様上限の 20 m 以下となるように俯角を設定してください。
（6）流れが一様なところに向ける
計測距離が仕様上限（20 m）に収まる俯角の下限値を次表に示し
・ 大きな岩などにより局所的な流れが発生している場所は避けてくます。
ださい。
・ 渦が発生している場所は避けてください。
・ 河岸からの流入口があるなど、複数の流れが合流する場所は避けてください。

3. 異常値対策フローチャート
異常値を減らすためのフローチャートです。設定モードで「移動平均」を「なし」に設定してください。
· フローチャートを使用する目安
流速の表示値が欠測「-----」または不安定な場合は、以下のフローチャートに従って対応してください。
“不安定”の目安は、異常値と思われる流速が定点観測時に 4 秒に 1 回以上表示される場合です。
また、フローチャートの対策により、欠測や異常値の発生頻度が 4 秒に 1 回未満に低下した場合は、計測が正しく改善されたと判断してください。
異常値対策フロー① 水面に景色が映るほど流れが穏やか② 電波照射範囲(※)に植物や構造物がある③ 電波照射範囲(※)に複数の流向があることを目視で確認できる①～③ のうち1つでも当てはまる項目がある※電波照射範囲の目安
俯角45°の場合
高さ5mでおおよそ半径1m
高さ10mでおおよそ半径2m

YESNO・俯角を可能な限り45°に近づけてください。
・45°に近づけて改善した場合はこのフローを抜けて計測を続けてください。

NO

水面からRYUKANまでの高さがおおよそ 15m 以上

流速の表示値が主に 0.5m／s 前後

YES

YES

実際の流速がおおよそ 1m／s 以上NO

雨が降っている・正しく流速を計測できない恐れがあります。
・計測箇所および流量観測計画の変更を検討してください。

YES

NO
計測距離が仕様範囲外で計測できない恐れがあります。

欠測または実際の流速と異なる値が4秒に1回以上発生している場合は計測できない恐れがあります。

・三脚の固定方法を見直してください。
・改善しない場合は、計測困難な環境だと考えられます。

詳細：表4.1（C）

詳細：表4.1（D）

詳細：表4.1（E）

YES

NO
水面からの電波の反射が弱く、正しく計測できない恐れがあります。

・雨よけ延長フードを伸ばしてください。
・レドーム（黒い板）に水滴がついている場合は乾いた布で拭き取ってください。
・フードを伸ばして改善した場合はこのフローを抜けて計測を続けてください。

詳細：表4.1（A）

4. 異常値対策フローチャートにおける各対策の詳細
記号

（A）

（B）

（C）

（D）

（E）

表 4.1 対策の詳細
対策や計測の可否予想される状況· 欠測や異常値を減らす有効な 河川表面状態、流速、距離が要因手段がありません。
で水面からの電波の反射が弱い· 水面からの電波の反射が弱く、 可能性があります。要因に当ては正しく計測できない恐れがあ まらない場合は機器の故障の可ります。
能性があります。
俯角を可能な限り 20°に近づけて 雨滴と河川を区別できなくなっください。ている可能性があります。俯角を20°に近づけることで、区別できるようになる可能性があります。
· 計測距離が仕様範囲外で計測 距離が長くなるほど水面からのできない恐れがあります。
電波の反射が弱くなるため雨滴· 雨が降っている場合は雨よけ や振動による異常値が発生しや延長フードを伸ばしてくださ すくなります。
い。
· 欠測または異常値が 4 秒に 1 回 流速 0.5 m/s 前後のときは、多く以上発生している場合は計測 の場合で水面からの電波の反射できない恐れがあります。
が弱いため欠測や異常値が発生· 流速 0.5 m/s 未満は仕様範囲外 しやすくなります。
です。計測値の取扱いは注意してください。
· 三脚の固定方法を見直してく 振動の影響を受けていると考えださい。
られます。
· 改善しない場合は、計測困難な環境だと考えられます。

おおよそ 3m／s 未満
実際の流速

おおよそ 3m／s 以上
降雨による異常値と河川を区別できるようになる可能性があるので、俯角を可能な限り20°に近づけてください。

・降雨による異常値が混入しますが、河川流速を測れている可能性があります。
・長めに（3分程度）計測することを推奨します。

詳細：表4.1（B）

俯角を20°に近づけて計測したときに欠測または実際の流速と異なる値が4秒に1回以上発生している

YESNO・計測可能と考えられます。
・欠測を補うために長めに（3分程度）計測することを推奨します。

・俯角を20°にした効果を得られず、降雨による異常値を避けられない状況です。
・降雨が弱まるのを待ち、計測を行ってください。

異常値対策フローは、設問形式による簡単で便利
な RYUKAN 運用サイトからもご利用いただけます
https://www. ydktechs.co.jp/jp/ryukan/