のラインナップ
独自のセンサ技術と無線（RFID)技術の組合せにより今までにないコンクリート構造物の維持管理手法を提供
RFIDひずみ計測システム

RFID腐食環境検知システム

コンクリート構造物内部の鉄筋・コンクリートに生じる「ひずみ」を無線で計測

鉄筋や鋼材近傍の腐食環境を鉄箔センサの電気抵抗で評価、無線で計測

RFID構造物診断技術Wimo®の活⽤事例
株式会社太平洋コンサルタント
営業統括部 ⾼橋英孝

ICタグを内蔵したモルタルスペーサ
点検情報の記録、製品トレーサビリ
ティ他、様々な応用が可能

2023年4月12日 於：広島県コンクリート診断士会《ＲＦＩＤ構造物診断技術とは》《ＲＦＩＤ構造物診断技術とは》センサ機能付ＲＦＩＤ（ＩＣタグ）とは？
ＲＦＩＤ・・・Ｓｕｉｃａ、Ｅｄｙに代表される情報媒体

コンクリートに鉄筋を模擬した腐食環境センサ・ひずみセンサを埋設し、構造物内部の腐食環境およびひずみをＲＦＩＤ（ＩＣタグ）を通じて無線で把握するシステム
センサおよび通信部すべて構造物内部に埋設
ケーブルレス

ＩＣチップにより無線で固有ＩＤの通信を行うもの＋

無線で電源供給
電池レス
電池交換不要「ひずみ」「温度」「腐食」を対象としたセンサ情報
RFID腐食環境センサ
ID:0001

一般的なＲＦＩＤ
センサ機能付ＲＦＩＤ
リーダーライター

ID:0001の腐食センサは健全です

専用ソフトで誰でも簡単に計測が可能

構造物を破壊せず計測
非破壊

ID:0002のひずみ量は２００μ
温度は２５℃です

RFIDひずみセンサ
ID:0002

ＲＦＩＤ構造物診断技術
ＩＤと同時にセンサ情報を読取る

Wireless Monitoring System

《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》

ＲＦＩＤ腐食環境検知システムの特長
 オリジナル開発のセンサを採用
 鉄筋近傍の「腐食環境度合い」を事前に検知する。
 非破壊で計測
 樹脂系材料による保護塗装後も計測可能
 電源不要のため、長期計測が可能。
 点検履歴をＲＦＩＤ内蔵メモリに記憶できる。

ＲＦＩＤ腐食環境センサの構造
腐食因子が外部から浸透▼
模擬鉄筋（鉄センサ）が腐食
水分 炭酸ガス ▼鉄センサが断線し電気抵抗が上昇
塩分
コンクリート打ちこみ前のセンサ
腐食を防止し腐食因子の浸透を妨げない被覆モルタルかぶり内に埋設しても対象躯体の耐力を低下させないセラミックス外装

腐食因子に敏感に反応する鉄センサ（模擬鉄筋）

９０mm
厚さ１５mm《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》

ＲＦＩＤ腐食環境センサ外観

ＲＦＩＤ腐食環境検知システムの使用方法
内部鉄筋鉄筋を模擬した腐食環境センサを設置

腐食環境センサ

塩分
水分

腐食因子が構造物に侵入

炭酸ガス
延長用中間ケーブル

RFIDタグ

腐食環境センサの状態

標準仕様は通信部～検知部までのケーブル長１ｍ延長用中間ケーブル（１，２，４，６，９，１４ｍ：オプション）を接続することで最大15ｍまで延伸可能検知部が高所であっても、通信部は計測作業を行いやすい箇所に設置可能

センサの腐食現象
により電気特性が変化
腐食領域 赤
変化領域

健全領域
材 齢

無線通信で計測黄青

専用ソフトウェアで腐食度合いを評価

《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》《ＲＦＩＤ腐食環境検知システムの計測機》
PC接続型リーダーライタ

取付イメージ
 専用治具で簡単な取付が可能
 多種の鉄筋径に対応
 RFID部はスペーサを用いて、通信距離を調整可能

アンカーによる取付け方法

腐食環境センサ取付状態（背面より）

RFID部取付状態（背面より）

パソコンに接続して使用
アンテナ分離タイプのため、手の届かない箇所でも計測可能《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》

使用実績（ＰＣ箱桁下部）
ＰＣ橋梁下部の予防保全

航路標識（灯台・灯標）

プレテンション方式のＰＣ橋梁
 ＰＣ鋼線の健全度確認

パソコン不要
簡単に操作可能ピンポイントの計測

健全⇒青 変化⇒黄 腐食⇒赤
簡単に評価が可能
計測結果は６回分埋設した通信部（RFIDタグ）に書き込むことが可能《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》

ハンディリーダーライタ

全国に約5,000基以上を供用
厳しい塩害環境
効率的（迅速な点検）な維持管理の実施

補修時の適用事例

補修時の適用事例

 対象構造物：橋梁下部工（橋脚） 設置目的：塩害対策工法の効果確認
 供用環境：補修後2年で再劣化した厳しい塩害環境、凍結防止剤散布箇所
 設置手順：既設コンクリートのはつり⇒センサの設置（専用アンカー）用⇒

 対象構造物：通信インフラ格納基地（移設・更新が困難な重要施設）
 設置目的：補修工法の効果確認および継続的な維持管理 供用環境：海岸沿いで厳しい塩害環境（飛沫帯）
 設置手順：既設コンクリートのはつり⇒増厚コンクリート用配筋⇒センサの補修コンクリートの打設 定期的な計測により健全性を確認することで、補修効果を適切に把握する すなわち、補修工法の性能照査に活用できる設置⇒補修コンクリートの打設 定期的な計測により健全性を確認するとともに、腐食リスクの早期発見により再補修工事を計画的に立案する。
×《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》

超高強度繊維補強コンクリートパネルによる河川護岸の補修工事への適用

施工状況

UFCパネルは既存PC矢板の目地幅や出入りの調整の為、２種類とし、焼く物パネルを１種類とした。

×

発注者：北海道開発局 網走開発建設部
工事名：網走川応急対策事業の内網走川鏡橋下流護岸補修工事
内 容： 既存ＰＣ矢板の塩害および氷塊等、漂流物の磨耗・衝撃対策【センサ設置の目的】
耐久性の高いUFCパネル内部の健全性を把握できない。
目地部からの劣化因子侵入の懸念。
⇒既設部を一部はつりセンサを設置
ダクタルフォーム施工

補修前の劣化状況
センサ設置

《ＲＦＩＤ腐食環境検知システム》

施工後の計測状況
設置位置を示す表示プレートと計測状況《ＲＦＩＤ腐食カードセンサ》

ＲＦＩＤ腐食カードセンサ（鋼構造物向け）
 ICカードと同等のサイズ
 表面は高耐久ゴム外装
 金属影響を緩和する電磁シールド一体型
 塗装内部における鋼材の腐食環境の評価

使用実績（補修・補強）
リフリート工法による桟橋補修
 大分工場粘土水切桟橋健康度回復工事
 厳しい塩害環境
 リフリート工法による補修工事（太平洋テクノ）
 他工場への展開を検討《ＲＦＩＤ腐食カードセンサ》

ＲＦＩＤ腐食カードセンサの適用事例
 鋼製航路標識（灯標）の維持管理
 塗装被膜の内部腐食環境の評価

×《ＲＦＩＤ腐食環境検知システムの利用イメージ》《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

センサＲＦＩＤによる非接触ひずみ計測システム

ＲＦＩＤ腐食環境検知システム【センサの設置】
構造物に複数個の腐食環境センサを設置

維持管理

腐食の可能
性あり

どの構造物で腐食環境となりやすいか？

どの部位で腐食発生の可能性が高いか？

RFIDひずみ計測システム
ひずみセンサRFIDタグ

リーダーライター【状態把握】
腐食環境度合いの進展を把握
ケーブル、データロガ
構造物を破壊しないで、内部環境がわかる！
点検がラクにできる！

今後の点検強化、予防保全策などの対策に活用
危険部位に対するコア採取・化学分析などの詳細点検への活用【計測】
点検時に併せて計測の実施

従来技術

ＲＦＩＤひずみ計測システム

煩雑なケーブル処理
長期計測に不向き
記録データの紛失

RFIDによる無線方式
パッシブ型(電池レス)
メモリ機能を搭載

配線不要
長期計測可能点検履歴の記憶簡便で効率的な新しい診断技術を提供《ＲＦＩＤひずみ計測システム》《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

ＲＦＩＤひずみセンサ

コンクリートひずみセンサ（ＳＳＣ小型タイプ）

SSNタイプ（標準）

ひずみ計測部
SSDタイプ（高耐久）

通信部（RFIDタグ）

SSCタイプ（コンクリートひずみ計タイプ）

長さ

直径

弾性係数

測定範囲

小型タイプ SSC-2290

90mm

22mm

20Mpa

±3,000×10-6

従来型 SSC-3725

250mm

37mm

800Mpa±1,000×10-6

用途：断面の小さい構造体（ex.柱、スラブ、試験体など）
低弾性タイプ（約20MPa）：弱材齢から計測可能土木分野だけでなく、プレキャスト部材や薄肉部材の多い建築分野へも適用可能

《ＲＦＩＤひずみ計測システム》《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

専用リーダーライタ

計測ソフト測定画面（計測モード）

パソコンに接続して使用
アンテナ分離タイプのため、手の届かない箇所でも計測可能
動作電源はUSBポートから供給《ＲＦＩＤひずみ計測システム》《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

使用実績
浄水場壁部材（実構造物）

使用実績（PCa製品、補強材）
垂直壁補強土工法（実構造物）

現場打ちコンクリート 水和発熱による初期ひずみ（マスコン温度応力） 長期の乾燥収縮管理

プレキャスト製品
 TUSSパネルの内部鉄筋ひずみ把握
 盛土土圧からの補強材の軸応力測定
 補強土壁の長期的な維持管理100
50-6ひずみ（×10 ）0-50-100-150-200-250-300-350-400
03060(コンクリート打込)

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
材齢（日）《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

使用実績（コンクリート舗装）
高耐久コンクリート舗装（実構造物）
サービスステーション トラック駐車場
膨張コンクリート
 コンクリートひずみ計タイプによる膨張量把握
 乾燥収縮量の把握
《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

使用実績（鋼部材への適用）
 鋼合成セグメントの鋼部位への設置
 専用フランジを用いた固定 鋼部位のひずみ測定《ＲＦＩＤひずみ計測システム》

による維持管理・計測サポート

その他各種用途 トンネル覆工コンクリートの応力管理
 ＰＣ構造物の緊張管理（施工~維持管理）
 大型建築部材のクリープ計測
 膨張材・収縮低減剤の効果確認
 地震後の健全性確認
 凍上現象による外力管理 アルカリ骨材反応による長期的な膨張把握
施工管理で設置したセンサを維持管理にも活用可能

 WIMOを誰が計測して、どうやってデータ管理を行っていけばよいか。
 管理担当者が異動して、WIMOの設置位置がわからない。
 WIMOの継続的な計測がされていない。
 CIM：Construction Information Modeling / Management物件へ提案したい

WIMO-Cloudで解決
WIMO-Cloud
計測データをクラウドで管理する環境を提供
ユーザー単位でセキュリティを確保
WIMO以外のデータも統合化

WIMO-Cloudによるデータ管理
 WIMOで計測したデータを全て管理するクラウドシステム：19年度～提供開始





全国各地に設置されたWIMOの計測結果を保存できるプラットフォーム
Google Mapと連携して、設置位置を管理管理者（ユーザー）単位のIDで計測データを保存・更新
計測状況の写真も保存可能
他社センサ情報も統合して管理・保存（※カスタマイズ機能）とはＩＣタグを埋設したモルタルスペーサ
 一般的に使用されているモルタルスペーサと同一形態
躯体の安全性確保、簡単な施工手順（スキル不要）
 コンクリート構造物にICタグの機能（個体認識・情報記録）を簡単に付与
 各種のアプリケーションを提供
簡易的なかぶり厚検査システム
 目視点検情報管理システム
 コンクリート製品製造情報管理システム
 コンクリート製品施工情報管理システム


コンクリート製品情報管理システム

コンクリート製品の製造・施工・維持管理の効率化

コンクリート製品の製造時の情報、出荷検査、維持管理情報を簡単に記録・管理する【製造時の情報登録】
設計基準強度打設日スランプ
空気量 鉄筋種類
温度
PC鋼材種類
強度
メーカー【製品検査結果の登録】
ひび割れ
浮き
錆汁・・・
・・・
任意に項目を設定可能
・・・

iコンスペーサを製品製造時に取付け製造情報を登録

15mm【製品情報の確認】
検査日・検査結果
製造情報

製品工場での活用
iコンスペーサに製品情報を書込

iコンスペーサを製品製造時に取付け製品検査を実施し、その結果を登録

施工現場での活用
施工計画の管理
施工場所の確認
設計図面との対比
竣工写真との紐付け
iコンスペーサに書込まれた情報とクラウドデータの紐付け

製品種類の管理
製造日時・出荷日時の管理

製造時の情報検査履歴を簡単に確認可能

コンクリート製品の製造・施工・維持管理に関わる情報をすべてデジタル化してクラウドデータベースで管理・活用

維持管理における活用
点検日時の管理
点検結果の管理
点検写真との紐付け

かぶり厚検査システム

かぶり厚検査システム

かぶり厚はスペーサで確保・固定施工前はスケールにて実測

施工後は電磁波レーダー等の非破壊検査

スペーサの役割に着目して簡易的な検査手法を検討を用いたかぶり厚検査システム

出荷時にICタグのメモリにスペーサ厚を記録
ICタグの読み込みを確認することで検査
スペーサの適切な設置状態を確認⇒ ICタグの通信指向性を活用

かぶり不足＞＞適切な設置を確認（OK）

ｺﾝｸﾘｰﾄ 施工ミスにより、スペーサが設置されない、斜めに設置
読取りOK
読取りNG
スペーササイズの表示＞＞かぶり厚不足（NG）

型枠

点検情報管理システム

点検省力化技術による点検情報管理システム
ＩＣタグをスペーサに内蔵
かぶり厚（スペーサ長）の記録

15mm

 スペーサを設置して確保

アイコン
スペーサ

鉄筋の活⽤フローかぶり厚検査〜点検情報記録

 かぶり⇒構造物の耐久性を確保する重要な部位

かぶり厚iコンスペーサを構造物に設置
かぶり厚の検査（配筋検査）
かぶり厚の検査（竣工検査）
検査結果の記録・保存
目視点検結果の記録

 目視の点検結果を構造物内に記録
 以前の結果と比較、劣化の進行状況を把握
 近接点検を実施した証拠 点検結果をPCやクラウドに転送し、一元管理も可能
点検結果
位置：2F-外壁2
方法：目視
結果：ひび割れ-0.2mm
日時：2014/12/15 16：50
点検者：太平洋太郎

点検入力項目と記録容量

土木構造物における適用実績
国道道路改築工事（千葉県）上部工工事（2015,9月）
適用部位：床版下面、高欄下部地覆コン：計12箇所

NDIS3418「コンクリート構造物の目視試験方法、JCI「コンクリート診断技術」を参考に決定
ひび割れ、浮き、はく落、錆汁、鉄筋露出、エフロレッセンス、すりへり、ポップアウト、漏水
６回分の実施記録が可能⇒５年に１回の点検結果（３０年分）
パソコンへデータ転送を行い帳票管理も可能

建築構造物における適用実績
Ｔ社新社屋新築工事
適用部位：袖壁10箇所
脱型後の計測・確認、計測結果の書込み

 通常のモルタルスペーサと同等の強度性能
 鉄筋工作業のなかで施工可能
 i-Construction®向け PCaコンクリート部材管理を容易に実現可能 35～140mmのスペーササイズに適用可能
 供用時の目視点検結果を継続的に記録できる
 様々な情報管理（位置・基準点・施工・補修履歴・・）にも活用

 土木学会「高炉スラグ細骨材を用いたプレキャストコンクリート製品の設計・製造・施工指針（案）」の製品検査に掲載
 土木学会コンクリート標準示方書【維持管理編】
8章 記録：構造物に記録を保管できる技術としてICタグが紹介

 土木学会「プレキャストコンクリートを用いた構造物の構造計画・設計・製造・施工・維持管理指針（案）」に掲載
i-Constructionは国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。

に関するお問合せは下記まで
株式会社太平洋コンサルタント
広島営業所 TEL：082-225-7122
本社 TEL：03-6630-3811
http://www.taiheiyo-cement.co.jp/rd/rfid/

WIMOおよびWIMOロゴは太平洋セメント株式会社の登録商標です。
ｉコンスペーサおよびｉコンスペーサロゴは太平洋セメント株式会社の登録商標です。