X-208-228

取扱説明書

配電盤用額縁形計器
直流受信指示計FXK-7CFXK-5C(永久磁石可動コイル形計器)
交流受信指示計FYK-7CFYK-5C(整流形計器)X-208-228

はじめにこのたびは、当社の製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
 お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
 この取扱説明書を万一紛失又は損傷したときは、当社営業又は販売代理店へお問い合わせください。
<ご注意>
本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
安全上のご注意
取扱説明書には、お使いになる方やほかの人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
｢誤った取扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差し迫って生じる可能性があること｣を示します。
｢誤った取扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性のあること｣を示します。
｢誤った取扱いをすると人が傷害(１)を負う可能性、又は物的損害(２)のみが発生する可能性のあること｣を示します。
注(１) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
注(２) 物的損害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさします。
 地震及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 本製品の使用又は使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に関して当社は一切責任を負いません。
 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

 本製品の分解・改造・修理しないこと
火災・感電やけがの原因となります。故障したときは必ず当社又は販売代理店に連絡してください。
 本製品を水や海水などでぬらさないこと、水のかかる場所に設置しないこと
本製品がぬれると、発熱・発火・故障の原因になります。誤って水などでぬれたときは、使用を中止してください。
 本製品の端子(金属部分)に配線以外の金属(針金など)を接続しないこと
金属が端子に触れることにより、ショート状態となり発熱・発火の原因となります。
 周囲に可燃物や可燃性の薬品及びガスがあるところで作業しないこと
ショートなどにより周囲の可燃物や薬品・ガスなどに引火し、火災の原因となります。

 指定の電源を接続すること
指定以外の電源を接続すると、火災・故障の原因となります。
 端子にほこりが付着しているときは、電源を切り端子に付着したほこりを取り除くこと。
そのまま放置すると、火災の原因となります。
 本製品に発煙・異臭などの異常が発生したときは次の作業を行うこと(1) 電源及び入力を止め、使用を中止する。 (2) 必ず当社又は販売代理店に連絡してください。

 本製品を高温や多湿になるところで使用・保管しないこと
本製品は使用温度・湿度及び保存温度が指定されています。指定環境以外での使用・保管は故障の原因となります。
 稼動中に端子(金属部分)に触れないこと感電の原因となります。
 接続線を無理に引っ張ったり、無理に曲げたりしないこと
コード類の破損は発熱や、やけどの原因となります。また、接触不良により機器が故障することがあります。
 ぬれた手で機器の接続・点検を行わないこと
感電の原因となります。

1

X-208-228

その他の注意事項
 次の環境条件下で設置・保管は行わないでください。
腐食性ガス(３)が発生・残留している場所、塵埃が多い場所、機械的振動･衝撃が加わる場所、強電磁界の影響(４)がある場所。
注(３) 腐食性ガス：亜硫酸ガス(二酸化硫黄) SO2 / 硫化水素ガス H2S / ほか
注(４) 大電流母線や可飽和リアクトル、ほか
 本製品の清掃は次の要領で行ってください。
乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。湿らせた布で拭いたときや乾いた布でも強く拭いたときは、表面に傷が付きます。また、銘板の文字が消えることがあります。
指示計器のカバーには帯電防止処理が施されています。強く擦りますと帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。
清掃にアルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。
 ケミカルストレスクラック(樹脂割れ)にご注意ください。
本製品はプラスチック部品を使用しております。ブラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品(有機溶剤や界面活性剤など)や油脂(植物油やオイル・グリースなど)が付着しますと、ケミカルストレスクラック(樹脂割れ)の原因になりますのでご注意ください。
 本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用しておりません。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物(不燃ゴミ)としてください。
 屋外盤で使用する際の注意事項
屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
保証期間と保証範囲
保証期間
納入品の保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
保証範囲
上記保証期間中に納入者側の責任により故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、又は修理を納入者側の責任において行います。ただし、次に該当する場合は、この保証の範囲から除外させていただきます。
(1) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障。
(2) 納入者側の定めた使用、保管などに関する諸条件に反したことに起因する故障。
(3) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
(4) 移転その他の輸送、移動、落下による損傷及び故障。
(5) その他、天災、災害などで納入者側の責にあらざる場合。
なお、ここで言う保証は納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害はご容赦いただきます。
本取扱説明書に従った製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障を生じた場合は、その機器の故障部分の交換、又は修理を無償で行います。
取扱説明書記載内容の変更
この取扱説明書は製品改良などにより記載内容を予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

2

X-208-228目

次

1. 概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.1

特長 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

4

1.2

受信指示計についての説明 ･････････････････････････････････････････････

4

1.3

形名構成 ･････････････････････････････････････････････････････････････

4

2.1

定格 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.2

標準仕様 ･････････････････････････････････････････････････････････････

5

2.3

特殊性能 ･････････････････････････････････････････････････････････････

5

2. 仕様

3. 取扱説明3.1

外形寸法図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････

6

3.2

設置条件 ･････････････････････････････････････････････････････････････

7

3.2.1

設置条件に関する事項

3.2.2

使用条件に関する事項

3.3

取付方法 ･････････････････････････････････････････････････････････････

73.4

結線図 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

8

4. 校正・保守
4.1

校正 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

4.2

保守 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

8

4.3

点検 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

84.4

故障時の対策 ･････････････････････････････････････････････････････････

8

3

X-208-228

1. 概要
本製品は、動作原理に永久磁石可動コイル形（直流計器）及び整流形（交流計器）を用いた額縁形の受信指示計です。
本製品は、目盛部分のみをパネル前面に出した額縁形計器で、刃形指針を採用した、電気･電子機器や測定器用に適している指示計器です。また、ミラー付スケール板とすることで高精度な用途にも対応できます。
性能は JIS C 1102-1：2007 規格を十分に満足する、信頼の高い指示計器です。
過度の環境条件下における使用については、耐寒・熱帯仕様などの処理を施した製品を製作しておりますので、寒冷帯や熱帯地方への輸出機器用計器としても使用していただける製品です。

1.1

特長
 パネルスペースに応じて最適な機種をお選びいだだけます。
 難燃性材質の計器もご指定により製作します。
 両振れ計器もご指定により製作します。

1.2

受信指示計についての説明
受信指示計については、昭和 50 年に改訂された“指示電気計器 JIS C 1102”より同規格の適用規格となり、次の様に定義されています。「検出器、伝送器などからの電気信号を受けて、測定量の値を指示する計器であって、電気的入力量と異なる目盛を有するが、電気的入力量と目盛値の関係が既知な計器」とあり、諸々の物理量や電力・力率・周波数等の測定において、その量を指示するために用いられる電流計又は、電圧計が受信指示計です。
目盛値と電気的入力量については、指定により製作します。
（例）目盛値＝0～100％，電気的入力量＝DC1～5V
目盛値＝0～20kg，電気的入力量＝DC4～20mA

1.3形名構成種類
直流受信指示計種類
交流受信指示計

形名

動作原理

階級

正面寸法 [H×W(mm)]FXK-7C

永久磁石可動コイル形

1.5 級

73×127

FXK-5C

永久磁石可動コイル形

2.5 級

57×100

形名

動作原理

階級

正面寸法 [H×W(mm)]FYK-7C

整流形

1.5 級

73×127

FYK-5C

整流形

2.5 級

57×1004

X-208-228

2. 仕様
2.1定格
 直流受信指示計
電気的入力100μA
500μA
1mA
2mA5mA
10mA
20mA
4～20mA
10～50mA

2.2

内部抵抗
1.1kΩ
81Ω
12Ω
9.8Ω
12Ω
2.6Ω
2.2Ω
2.2Ω
1.5Ω

電気的入力
1V
2V
1～5V
5V
10V
20V
50V
|
300V

消費電流

電気的入力
100μA
500μA
1mA
2mA
5mA
10mA
20mA

1mA

1mA

内部抵抗又は消費 VA
5kΩ
1.5kΩ
800Ω
350Ω
300Ω

電気的入力

消費電流

3V
|
300V

1mA

0.5VA

標準仕様
項目
動作原理
規格
階級
計器振れ角
目盛長
目盛板
指針
計器取付姿勢
計器取付パネル材質
取付パネルの厚さ
測定回路
最高回路電圧
電圧試験
絶縁抵抗
FXK-7CFYK-7C
材質
FXK-5CFYK-5C
外観色
使用温湿度範囲
保存温度範囲質量
製品保証期間2.3

 交流受信指示計仕様直流受信指示計：永久磁石可動コイル形
交流受信指示計：整流形
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2，-9：1997 ｢指示電気計器｣
FXK-7C，FYK-7C：1.5 級
FXK-5C，FYK-5C：2.5 級
86°
FXK-7C，FYK-7C：87mm
FXK-5C，FYK-5C：72mm
白色塗装
刃形 (赤色)鉛直 (⊥)
鉄板又は非鉄板をご指定ください
4mm 以下測定カテゴリⅢ
600V (電流計)
電気回路と外箱間
AC3320V (50/60Hz) 5 秒間
電気回路と外箱間
DC500V 50MΩ以上
カバー；フェノール樹脂(難燃性材質)＋ガラス(透明部)
ベース；フェノール樹脂
カバー：ABS(V-0) ＋ メタクリル酸樹脂(透明部)
ベース：フェノール樹脂
マンセル N1.5 (黒色)
-10 ～ +55℃ ，25 ～ 85％ RH (結露のないこと) 1 日の平均温度は 40℃以下-20 ～ +70℃
FXK-7C，FYK-7C：320g
FXK-5C，FYK-5C：260g
１年間

特殊仕様 (オプション)
項目指針
計器取付姿勢目盛
最大目盛区分耐振構造
特殊環境
端子カバー仕様
棒形（多重目盛）
水平、傾斜取付（角度指定）
着色目盛、多重目盛、換算目盛、特殊記号、ミラー付、等
FXK-7C，FYK-7C：100 区分
FXK-5C，FYK-5C： 80 区分
振動 2～10Hz 振幅 15mmp-p、10～55Hz 29.4m/s2
衝撃 147m/s2
熱帯 防湿処理を施します。 使用湿度：95％ RH 以下
耐寒 使用温度：-30 ～ +55℃，保存温度：-40 ～ +60℃
端子カバー付とご指定ください5

X-208-228

3. 取扱説明3.1

外形寸法図
 FXK-7C，FYK-7C

パネルカット2-M4ネジ FXK-5C，FYK-5C

パネルカット2-M4ネジ＊ 端子カバーはオプションとなります。

6

X-208-228

3.2

設置条件

3.2.1

設置条件に関する事項
 屋内使用としてください。
 設置高度は 2000m 以下としてください。
 使用温度範囲-10～+55℃、1 日の平均温度は 40℃以下としてください。
 測定回路の測定カテゴリⅢ
 汚染度２JIS C 1010-1：2005 (配電盤等の測定回路で使用する場合のカテゴリ)

JIS C 1010-1：2005 (通常、非導電性の汚染だけが発生する環境)

 設置については、強磁性体(鉄)又は非磁性体金属パネルに取付けてください。
 絶縁は基礎絶縁です。
 屋外盤で使用する場合、次の事項にご注意ください。
① 本計器は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨，水滴が直接当たらない場所に設置してください。
② 直接日光が当たる場所には設置しないでください。本計器に直射日光が当たりますと目盛や捺印が変色することがあります。また、表面温度上昇によりカバーの変形が起こることがあります。
 取付に関する事項① 安全のために取り付けは電気工事、電気配線などの専門の技術を有する人が行ってください。
② 主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを設置してください。
 配線に関する事項① 活線作業は禁止してください。
② 配線は、結線図を十分に確認のうえ、行ってください。
③ 配線には、電気量と端子サイズに合った圧着端子、工具等をご使用ください。
④ 計器端子に直接はんだ鏝を当てると、内部の配線が外れ断線することがあります。
⑤ 端子ねじは、適切な工具によりねじサイズに適合したトルクで締め付けてください。
推奨締付けトルク M3 ねじ：0.5～0.6N･m、M4 ねじ：1.0～1.3N･m、M5 ねじ：2.0～2.5N･m⑥ 配線作業終了後に端子カバーを安全のために必ず取り付けてください。(オプション)⑦ 変流器(CT)との組み合わせ計器は、正しく CT 二次側端子を接続してください。CT の誤配線又は CT 二次側の開放は CT の二次側に高電圧が発生し、CT の故障、焼損、火災の原因となります。

3.2.2

使用条件に関する事項
 操作者が触れてよい部分は、パネルに取り付けた指示計器の前面のみです。
 製品に異常が生じた場合は、電源及び入力を止め、使用を中止し、弊社までご連絡ください。

3.3

取付方法
（1）パネルカットは、外形寸法図を参照してください。
（2）取付パネルは、十分丈夫な板(盤)を使用してください。(パネルの厚さは 4mm 以下)（3）計器横の取付スプリング(両側)の下部を指で押しながら、取付パネルの表面より計器(計器下部から)を差し込みます。次に、取付スプリング(両側)の上部を指で押しながら、計器上部を取付パネルに差込み、計器と取付パネルの隙間が無くなるまで差込みます。取付終了後、計器が確実に固定されているか確認してください。
<注意> 計器の固定は取付スプリングで行いますので、無理な取付けをしますとスプリングが壊れ確実な取付けができなくなります。
<注意> 取付時に振動や衝撃を与えますと故障の原因となります。充分注意して取り付けてください。

7

X-208-228

3.4結線図外部結線は結線図を参照のうえ、正しく結線してください。
直流受信指示計

交流受信指示計

（＋）

（～）

入力

＋

入力

－（－）
検出器
伝送器

～～

（～）
検出器
伝送器

ケーブル

ケーブル

4. 校正・保守
4.1

校正
本計器は、予め指定の入力仕様で正しく調整されていますので、特に保守の必要はありません。
しかし、長年にわたる使用等でスパンがずれてきた場合には、当社にて校正(有料)致します。
当社営業又は販売代理店へご連絡ください。
< 零位調整方法 >スケール左側 0 又は零位に指針が合うように、計器カバー中央の零位調整器をドライバーにて回し、零位を合わせてください。このとき、入力は 0 又は零位を示す最小入力値であることを確認してください。
(ただし、DC4～20mA 等の入力は、最小入力値にて調整してください。)

4.2

保守(1) 通電中の配線変更は危険ですので行わないでください。
(2) 入力を点検する際は結線図を必ず確認してから行ってください。また、端子に他の配線及び人体が触れないよう注意してください。
(3) アルコール系などの溶剤で本計器を拭きますと、銘板の表示事項が消えることがあります。また、計器カバーの帯電防止剤が落ちますのでご注意ください。お手入れは乾いた布での乾拭き程度としてください。

4.3

保管
低温、高温、高湿になる場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。

4.4

故障時の対策原則として現品を引取り修理することになります。故障と判断されたときは、当社又は販売代理店へ連絡、修理を依頼してください。修理以外の仕様変更も、当社又は販売代理店へ連絡してください。
なお、当社責任以外の故障(製造上の責任が認められない場合、製品の分解・改造した場合、お客様の誤使用等)につきましては、当社の保証対象外となります。

8X-208-228

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号（東京営業所） 電 話：０３（３８８５）２４１１（代表）
ＦＡＸ：０３（３８５８）３９６６京都営業所

作成 2016/06/06

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５）１３９１（代表）
ＦＡＸ：０７７４（５４）１３５３
Rev. C9