GeneralSpecifications

WW5631
電子ロガー

WW5631 形電子ロガーは、「水文水質データベース」の運用に活用できる電子式データ記録計です。
製品構成により水位および雨量を入力し、画面表示および内蔵の不揮発性メモリに観測データを記録するとともに、水位 BCD 出力、雨量分岐出力を行います。
内部に記録した水位データは、USB メモリを用いて簡単に回収可能です。
＜特長＞● 電源部および雨量の入出力部に避雷素子を内蔵しています。避雷素子は付属の専用工具で簡単に交換できます。
● 機器状態表示機能や避雷素子交換の作業性向上など、保＜付守機能強化により欠測時間を大幅に削減します。
● 国電通仕第 21 号に準拠した BCD 出力を標準装備しています。また、関連製品の WP9601 形カード読込プログラムを用いることで、WISEF データ変換が可能です。
＜製品コード＞形 名
WW5631

基本コード－□□□－□□

付加コード内容／□□□

電子ロガー

属品＞

品名

避雷素子交換用工具
ﾋｭｰｽﾞ（2A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）ﾋｭｰｽﾞ（2A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）
入出力端子台
入出力端子台用
ケーブル 1m
入出力コネクタ

数量

部品番号

仕様・備考

2本
2個1個各1個

K5695KL
A1317EF
A1317EF
A2067JT-A□□-□□形-D□□-□□形/TM1 形/TM2 形

各1本

K5642DG/TM1 形/TM2 形

A1006JD

水位入力仕様を選択したうえで、/TM1形/TM2 形を選択しない場合

各1個

－A

電源入力：100 V AC

－D

電源入力：12 V DC
10

雨量入出力

20

水位入力：標準※1
水位 BCD 出力

2S

水位入力：SS※2
水位 BCD 出力

30

雨量入出力
水位入力：標準※1 水位 BCD 出力

3S

雨量入出力
水位入力：SS※2 水位
BCD 出力

取扱説明書
1部－※ 電源ケーブル、バッテリ接続ケーブルおよびアース線は付属しません。

＜保守品＞

品名避雷素子(AC 電源用)
避雷素子(DC 電源用)
ヒューズ（2A タイムラグ）

数量

部品番号

仕様・備考

1式
1式
1個

K5632DRK5632DS
A1317EF-A□□-□□形-D□□-□□形＜関 連 製 品＞
品

名入出力端子台

部品番号
A2067JT00／TM1

BCD 入力端子台、ケーブル 1 m 付

BCD 出力端子台、ケーブル 1 m 付※ 1 ダブルブラシ式、RS 式 AD コンバータ、BUSY 付汎用 BCD3 、4 、 5 桁 、データロック式 BCD4 、 5 桁 、当 社 製 標 準 変 換 器（WW4456 形水晶式水位計変換器など）から入力を設定※ 2 SS 式 AD コンバータのみ対応
／TM2

＜構成

K5642DG

W5622 用 BCD 出力変換ケーブル

K5632FE

USB メモリ
USB メモリアダプタ
避雷素子交換用工具
小型シール鉛蓄電池
小型シール鉛蓄電池
カード読込プログラムK5690PM
K5690WW
K5695KL
M-313-01
M-313-02
WP9601

A1006JD

品＞
名電子ロガー本体
付 属 品

入出力端子台用
ケーブル 1 m
入出力コネクタ

称数

量1台

付属品欄参照仕様・備考
吉 田 電 気 工業 株 式会 社 製
PXDS-50V3 または相当品。
K5642DG と組み合わせて使用。
A2067JT と組み合わせて使用。
第 一 電 子 工業 株 式会 社 製
57-30500 または相当品
W5622 形電子ロガーの 36ピン BCD 出力コネクタを本製品の 50 ピン BCD 出力コネクタに変換するケーブル
SD カード用
12 V 7.2 Ah
12 V 24 Ah

GS WW5631-00
2024.08 8 版

＜仕雨量
項様＞
共通
目

入力形式
パルスレート
隔測距離出力方式
接点容量
出力信号
記録周期
記録内容
記録範囲
設定機能

内容無電圧接点
0.1／0.5／1.0 mm
最大 100 m
無電圧接点
DC 30 V、20 mA 以下（抵抗負荷）
雨量分岐出力10／60 分
日付、時刻、雨量、機器状態
雨量記録周期間の積算雨量を記録
0.0～999.9 mm
日付、時刻、地点番号、雨量記録周期

水位
項

目

入力形式

入力方式

入力データ形式
隔測距離
出力方式
接点容量
出力信号※1

測定周期 連続

測定周期 間欠記録周期
第 2 記録周期
記録内容
記録範囲
設定機能

内

項

目

内

記録期間

容

内部不揮発メモリに 1 分記録周期のデータを約 1.35
年記録可能

データ回収用インターフェース
表示
表示内容

USB2.0 対応メモリ※1
モノクロ液晶 128×64 ドット、LED バックライト付き
日付、時刻、地点番号、水位、雨量、記録周期、ステータス表示
月差±30 秒以内（23±5℃のとき）
4 個、［MODE］、［▲］、［▼］、［ENTER］

内部時計操作キー※ 1 USB メモリは別売りの推奨製品をご使用ください。また、SD カー
ドを使用する場合には、推奨する SD／USBアダプタと SD カードをご使用ください。

容接点入力またはオープンコレクタ入力
標準入力 -□□0-□□形：
ダブルブラシ式：
AD-3D-AM、AD-4D-AM（順方向）
AD-3D-AVN、AD-4D-AVN（逆方向）RS 式 ：AD-RS-3D-AM、AD-RS-4D-AM
BUSY 付汎用 BCD ：3 桁／4 桁／5 桁
データロック式：3 桁／4 桁／5 桁
当社製標準変換器 ：WW4456 形水晶式水位計変換器他、5 桁、BUSY／データロック制御
SS 式入力 -□□S-□□形：
SS 式 ：AD-3D-AM-SS、AD-4D-AM-SS
BCD3 桁／4 桁／5 桁、奇数パリティあり／なし、絶対値／補数／符号付
最大 10 m
無電圧接点（ラッチ式）
DC 30 V、20 mA 以下（抵抗負荷）
BCD3 桁／4 桁／5 桁、奇数パリティあり、絶対値／補数／符号付、BUSY 信号、機器異常信号
1 秒…ダブルブラシ式 A/D コンバータ入力
SS 式 A／D コンバータ入力
RS 式 A／D コンバータ入力
RS 式 A／D コンバータおよびBUSY 付変換器入力
当社製標準変換器（WW4456 形水晶式水位計変換器他）
1 分…データロック式水位計
1分
1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間／データロック信号入力時
なし／1／2／5／10／15／20／30 分／1／3 時間（記録周期よりも短いこと）
日付、時刻、水位、機器状態±9.999 m
日付、時刻、地点番号、水位記録周期、第 2 記録周期、 指定水位＜一 般 仕 様＞
項目

使用環境
使用電源

消費電流

内

容

-10～＋50℃、90％r.h.以下-A□□-□□形 ：100 V AC±10％、50／60 Hz-D□□-□□形 ：10.5～16.5 V DC
-A□□-□□形 ：100 V AC：180 mA 以下
バッテリの充電電流を含まず-D□□-□□形 ：動作時最大 200mA 以下-D10-□□形 ：12 V DC：12 mA 以下（1 分平均）-D2□-□□形、-D3□-□□形：
DC12V：60 mA 以下（連続モード 1 分平均）※1
25 mA 以下（間欠モード 1 分平均）※1

絶縁抵抗-A□□-□□形
AC 電源端子とアース端子間：500 V DC、50MΩ 以上
ただし避雷素子を外した状態

絶縁耐圧-A□□-□□形
AC 電源端子とアース端子間：1500 V AC、1 分間
ただし避雷素子を外した状態

充電-A□□-□□形：
充電方式：定電圧充電方式
充電電圧：約 13.6 V DC
最大充電電流：約 0.6 A

塗色
外形寸法
質量

前面・背面パネル ：マンセル値 5.2PB 8.2/1.0
その他の面：マンセル値 4.1PB 6.0/4.5
約 480（W）×149（H）×230（D）mm-A10-□□形 ：約 4.1 kg-A2□-□□形 ：約 4.3 kg-A3□-□□形 ：約 4.4 kg※DC 仕様は 0.5 kg 減算※ 1 -D2S-□□形、-D3S-□□形の場合 ＋5 mA 増加※ 1 入力データ形式に合わせて各種信号を出力します。

GS WW5631-00
2024.08 8 版

２

＜外形

図＞

（単位：ｍｍ）＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

３GS WW5631-00
2024.08 8 版