デジタルマルチメーター
KU -1120
取 扱 説 明 書

17. オートパワーオフ：各スイッチ最終操作後約15分で自動的に電源OFF（解除可能）
18. オートパワーオフ時消費電流：約8μA
19. ヒューズ：ｍAファンクション：0.2A/250V（φ5×20ｍｍ）
Aファンクション：10A/250V（φ5×20ｍｍ）
20. 過負荷保護：Ｖレンジ：600V（DC/AC）、Ωレンジ/ レンジ：600V（DC/AC）、
Aレンジ：各内臓ヒューズ定格
22. 寸法・重量：134（H）×77（W）×47（D）mm、約206g（ホルスター・電池含む）
23. 付属品 ： ホルスター、100-50テストリード、1.5V R03（単4）電池 2本（本体内蔵）、スペアヒューズ（F46：200mA/250V、F47：10A/250V）各1本、取扱説明書（保証書付）
24. 別売付属品：660 AC/DCクランプアダプター、100-41テストリードキット、
100-62テストリードセット、
793コイル型コンタクトピン、
940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ、
1020キャリングケース

2-2. 測定仕様（23℃±5℃、75％RH以下、ただし結露のないこと）

安全な測定をするために!!
感電事故を防止して安全な測定をするために、説明書をよく読んでから本器をお使いください。特に本体および説明書で記号のついている所は重要です。
この記号はIEC規格およびISO規格に定められている記号で説明書をよく読んでから本器を使ってくださいということを表しています。
この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると人が警告 死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。
注意

この表示はその内容を守らずに誤った取り扱いをすると人が負傷したり物的損害を発生させる可能性があることを示しています。

警告
強電回路の測定は非常に危険です。強電回路には、しばしば高いサージ電圧が重畳しており、これが爆発的短絡の誘因となります。本製品では、2kVA以上の強電回路は測定しないでください。危険な回路の電圧測定では、身体のいかなる部分も回路に接触しないようにご注意ください。

はじめに
このたびはカイセのデジタルマルチメーターKU-1120をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本器の十分な活用と安全な測定のため、取扱説明書はいつも手元に置きよくお読み頂いたうえでご使用ください。

1. 包装内容の確認

1. 直流電圧（ V）

マニュアルレンジのみ

測定確度
測定レンジ
分解能±0.7%rdg±3dgt
200mV
0.1mV
±0.5%rdg±2dgt
2000mV1mV
20.00V
0.01V±0.7%rdg±3dgt
200.0V
0.1V
600V
1V
最大許容値：600V DC/AC、 過負荷電圧：600V DC/AC

入力インピーダンス

2.交流電圧（〜V）
測定レンジ

測定確度
（40Hz〜400Hz）

測定確度
分解能
測定レンジ
±1.0%rdg±2dgt
0.1Ω
200.0Ω
1Ω
2000Ω
±0.8%rdg±2dgt
0.01kΩ
20.00kΩ0.1kΩ
200.0kΩ±1.2%rdg±3dgt
0.01MΩ
20.00MΩ
0.1MΩ
200.0MΩ±5.0%rdg±10dgt
開放端子間電圧：DC 1V、過負荷電圧：600Ｖ DC/AC

測定電流

測定レンジ
分解能
ブザー音
200.0Ω
0.1Ω
0.0〜50.0Ω以下
開放端子間電圧：DC 2.1V、過負荷電圧：600Ｖ DC/AC≦0.3mA≦0.08mA
≦10μA
≦1μA
≦1μA＜

測定レンジ
2000μA
20.00mA
200.0mA
10.00A※

4-1. 表示板（LCD）

図-4

LCD表示
−−−−−−−

電界強度
150〜200mV＞200mV※NCV測定は本体上部に表記の矢印の向きで測定A）

マニュアルレンジのみ

分解能
1μA
0.01mA
0.1mA
0.01A

測定確度

最大許容値

±1.0%rdg±2dgt

200mA DC

±1.2%rdg±5dgt

10A DC※10A測定は10秒以内とし、次の測定まで15分以上の間隔を空けること※10A以上の電流を検知すると警告ブザーが鳴動

赤色

DC ：直流図-1

やむを得ず活線（電圧のかかっている回路）を測定する
場合は、以下の注意事項を厳守してください。

− ：マイナス

1. テスター本体とテストリードのチェック
警告： 測定前に本体ケースやテストプロッドおよびテストプラグに割れや濡れがないか点検のうえ、常にきれいにして乾いた状態でご使用ください。
テスト リ ー ド に 断 線 や 絶 縁 不 良 が な い か充分に確認してください。
2：NCV測定時に点灯

4-2. レンジスイッチ
電源および測定項目を選択するスイッチです。OFFから各測定レンジに合わせると電源が入ります。測定終了後は必ずスイッチをOFFにして電源を切ってください。

警告

KU -1120

4-3. HOLD/SELキー：ディスプレイホールド／赤色

切り換え①このキーをレンジ以外で押すとLCDの表示値を固定します。
（点灯）
再度押すと解除します。
（消灯）②このキーをレンジで押すと導通試験とダイオードテストを切り換えます。

5. 直流電流10A測定についての警告
警告： 10A以下の直流電流を測定する時は、レンジスイッチを10Aの位置に

4-4.

キー：バックライト

このキーを押すとLCDバックライトが点灯し、再度押すと消灯します。
点灯状態で30秒経過すると自動で消灯します。

合わせ、黒色テストプラグはCOM端子に、赤色テストプラグは10A端子に差し込まれているか必ず確認してください。

4-5. 入力端子

3-2. テスターの故障防止

テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグを端子またはDC 10A端子（DC 10A測定時のみ使用）に差し込みます。

1. レンジスイッチの設定
警告： 測定時にはレンジスイッチが正しい位置に設定されているか確認してΩ V mA μAください。特に直流μA、mA、10A、抵抗（Ω）およびダイオード/導通試験（ / ）の位置で誤って電圧または高電流を測定すると回路が焼損します。

品 質 保 証 書

2. 最大許容入力値の厳守
警告： 測定仕様に記載されている最大許容入力値を超えた測定をしないでください。

MODEL KU-1120

3. テストリードの取り外し
警告： 測定中にレンジスイッチを回す時や電池およびヒューズ交換時にリアSerial No.

品質保証期間 購入日

ケースを外す時は、必ずテストリードを測定回路から外してください。

年

月日から１カ年

販売代理店および所在地

3-3. 取り扱い上の注意

警告3：テストプロッドの先端は尖っており大変危険です。目などに刺さらない

人体への感電事故防止とテスターの焼損防止のため、次の事項をよく理解し厳守して安全な測定をしてください。

NCV●測定時にはレンジスイッチが正しい位置に設定されているか確認してください。
特に電圧測定以外の位置で誤って電圧を測定しないでください。
レンジスイッチを切り換える時は必ずテスト●電気事故や本器の焼損防止のため、リードを測定回路から外してください。

警告2：裸足や上半身裸での電気測定は危険です。感電事故の危険があります。

3-1. 電気事故の防止：電圧測定の単位：電池消耗時に点灯●テスター本体を手に持たない。
●測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう充分距離をとる。
●黒色テストプロッド ：ワニグチクリップを付け測定回路の−（アース）側に接続する。
●赤色テストプロッド：測定回路の＋（高電位）側に当てる。

黒色

mV, VμA, mA, A ：電流測定の単位

AC ：交流図-2参照

警告1：電気測定の知識と経験のない人および子供には使用させないでください。

3. 安全測定と使用上の注意：導通試験時に点灯Ω, kΩ, MΩ：抵抗測定の単位：ディスプレイホールド

図-2
測定電流
≦1.2mA：ダイオードテスト時に点灯

APO ：オートパワーオフ時に点灯ようご注意ください。

注意1：本器の構造は精密です。強い振動や衝撃を与えず、車中や高温多湿な場所での使用および保管は避けてください。

注意2：本器をこすったり、ベンジン、アルコール等溶剤で拭かないでください。

キリトリ

1

電界強度
0〜50mV
50〜100mV
100〜150mV

7. 直流電流（図-3：30V以上の電圧を検知した時に点灯
黒色

NCV

テストプラグテストリードKU -1120

測定電流1mA）

Ω V mA μA 端子

テストプロッド

ワニグチクリップ（別売）

6. NCV（非接触電圧検知）測定 ※交流電圧のみ

1. 表示板（LCD）：
a. LCD表示：LCD表示：1999カウント表示
b. サイズ 53mm×28mm
c. 単位およびサイン：mV、V、μA、mA、A、Ω、kΩ、MΩ、APO、 、 、 、 、DC、AC、−、NCV、 、および小数点2. 動作原理：ΔΣ方式
3. レンジ切り換え：マニュアルレンジ
4. サンプリング速度：2〜3回／秒
5. 極性表示：自動（”−”表示のみ点灯）
6. オーバーレンジ表示：OL表示
7. 表示固定：HOLD / SELキーでLCD表示を固定
8. LCDバックライト： キーを押すことで30秒間点灯し自動的に消灯
9. 電地消耗表示：電源電圧が、約2.5V以下でLCDに 点灯※2.2V〜2.5Vはが6秒ごとに3秒間点灯し、2.2V以下は常時点灯
10. 使用温・湿度：0〜40℃、75％RH以下（0〜30℃）、50％RH以下（30〜40℃）
11. 保存温・湿度：-10〜50℃（75％RH以下）、ただし結露のないこと
12. 使用・保存高度：0〜2000m以下
13. 電源：1.5V R03（単4）電池 2本
14. 消費電力：約5mW（バックライトOFF）、約32mW（バックライトON)
15. 温度係数：23℃±5℃のときの確度×0.1/℃：約300時間（バックライトOFF）
16. 連続動作時間（マンガン電池）（アルカリ電池）：約500時間（バックライトOFF)（ニッケル水素電池）：約500時間（バックライトOFF)

DC 10A 端子
COM 端子●テスター本体を手に持たない。
●測定中は、測定回路やテストリードに手や身体が触れないよう充分距離をとる。
●テストプロッドの先端にワニグチクリップを付ける。
（テストプロッド）を測定回路に接続する時は、必ず回路の電源を切る。
●ワニグチクリップ●測定終了後は回路の電源を切り、LCDの表示がゼロになってからワニグチクリップ（テストプロッド）を外す。

）

分解能
測定確度（測定範囲：0.10〜2V未満）0.001V±1.5%rdg±5dgt
開放端子間電圧：＜2.1V、過負荷電圧：600Ｖ DC/AC

1. 本体（1.5V R03（単4）電池 2本 搭載済） 1台
1個2.ホルスター（本体装着済）

2-1. 一般仕様

入力端子

4. 弱電の高電圧回路を測定する場合の注意事項
図-1参照
警告： 感電防止のため、以下の注意事項を厳守してください。

入力インピーダンスマニュアルレンジのみ

LCD表示
EF−−−

レンジスイッチ

圧回路（100V以上）は危険です。感電の恐れがあるため活線部分には触れないよう充分ご注意ください。

ワニグチクリップ（別売）

3. 抵抗（Ω）

キー（バックライトキー）

HOLD/SELキー

3. 弱電の高電圧回路測定についての警告
警告： 弱電回路（家電製品や電子機器の回路で電気容量の小さい回路）でも、高電NCV※600V以上の電圧を検知すると警告ブザーが鳴動

KU -1120

表示板（LCD）≒10MΩ

200.0V
0.1V±1.2%rdg±3dgt（レンジの1%〜100%の範囲） ≒10MΩ
600V
1V
最大許容値：600V DC/AC、 過負荷電圧：600V DC/AC

5. 導通試験（

2. 仕 様NCVマニュアルレンジのみ分解能

4. ダイオードテスト（

4. 各部の名称と説明

大きい工場内外の動力線など）は測定しないでください。強電回路には高サージ電圧が重畳している可能性があり、爆発的短絡の誘因となります。一般的には、交流電圧30V、直流電圧42.4Vを超える電路で、その電路からアースへ流れる電流が0.5mAを超えると感電事故を起こす危険があります。

※600V以上の電圧を検知すると警告ブザーが鳴動

製品包装の中には次のものが入っています。万一不具合や付属品の欠品などがありましたら、販売店または弊社までご連絡ください。
1組
3.100-50テストリード（200mA/250V） 1本
4. F46スペアヒューズ
5. F47スペアヒューズ（10A/250V） 1本

2. 強電回路測定の禁止
警告： 強電回路（大型モーター、配電用トランス、ブスバーなどへの電気容量の印※品質保証期間中に正常な使用状態で、万一故障などが生じた場合は、裏面記載の品質保証規定により無償で修理いたします。
製品にこの品質保証書を添えて、上記販売代理店、または直接カイセ株式会社 製造サービス課へご送付ください。
※購入年月日は販売代理店が記入します。販売代理店名およびその押印なき品質保証書は無効となりますので、購入時に確認してください。

注意3：本器を長期間使用しない時は電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると、電解液が漏出して内部を腐食することがあります。
〒386-0156 長野県上田市林之郷422 電話 0268-35-1600（代表）
34

①テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをΩ V mA
μA 端子に差し込みます。
②レンジスイッチを V〜 の200Vまたは600Vどちらかの適切なレンジに合わせます。
③測定する回路の−（アース側）に黒、＋（高電位側）に赤のテストプロッドを接続します。
注：電圧測定では、本器を回路（電源）と並列に接続します。
注：危険性のある回路では、安全のためテストリード先端にワニグチクリップ（別売）を付けて測定してください。
④LCDに表示された測定値を読みます。
⑤レンジスイッチをOFFにして電源を切ります。
測定サポート機能：ディスプレイホールド、バックライト：本器の測定仕様と機能を充分理解し「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで安全な測定をしてください。
2. 電池：本体には電池が搭載されています。電池が消耗した際は「6-1. 電池およびヒューズの交換」を参照して新しい電池に交換してください。
（付属の電池はテスト用電池です。
新品よりも早く消耗することがありますのでご了承ください。
）
3. ヒューズ：電流測定レンジは0.2A/250Vおよび10A/250Vヒューズで保護されています。
交換方法は「6-1. 電池およびヒューズの交換」をご参照ください。
4. 入力オーバー表示：測定値が各測定レンジの最大表示値を超えるとOL表示になります。
5. オートパワーオフ：最終キー操作後約15分で自動的に表示が消えて電源オフ状態になります。オートパワーオフ中にHOLD/SELキーまたは キーを押すと復帰します。
注：オートパワーオフ中もわずかに電力を消費します。電池の消耗を防ぐため測定終了後はレンジスイッチをOFFにしてください。
解除：HOLD/SELキーを押しながらレンジスイッチを回して電源を入れます。
（APO消灯）6. 表示例フィルム：表示板上の表示例フィルムを剥がしてから使用してください。
1. 取扱説明書の精読

NCV

KU -1120

コンセント

V〜
黒色

警告

5-4. 抵抗測定（Ω）

警告●抵抗測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
コンデンサーを放電●回路内の抵抗器を測定する時は、必ず回路の電源を切り、してください。

①テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをΩ V mA
μA 端子に差し込みます。
②レンジスイッチを V の200mVから600Vの中で適切なレンジに合わせます。
注：この時入力がないのに意味のない数字が表示されるのは、テスターの内部抵抗が高く周囲の環境ノイズを拾うために起こる現象であり、故障ではありません。
③測定する回路の−（アース側）に黒、＋（高電位側）に赤のテストプロッドを接続します。
注：電圧測定では、本器を回路（電源）と並列に接続します。
注：危険性のある回路では、安全のためテストリード先端にワニグチクリップ（別売）を付けて測定してください。
④LCDに表示された測定値を読みます。
⑤レンジスイッチをOFFにして電源を切ります。
測定サポート機能：ディスプレイホールド、バックライト①テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをΩ V mA
μA 端子に差し込みます。
②レンジスイッチをΩの200Ωから200MΩの中で適切なレンジに合わせます。
③回路内の抵抗器を測定する時は、回路の電源を切り、コンデンサーを放電します。
④測定する抵抗器の片側を回路から外し、両端にテストリードを接続します。
⑤LCDに表示された測定値を読みます。
⑥レンジスイッチをOFFにして電源を切ります。
測定サポート機能：ディスプレイホールド、バックライト
NCV

抵抗器

KU -1120

KU -1120

V

赤色黒色Ω
＋黒色赤色−バッテリー

図-7

図-5

5-5. ダイオードテスト（赤色）●ダイオードテストレンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●回路内のダイオードをテストする時は必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。

品質保証期間中に説明書に則った正しい使用状態において、万一故障が生じた場合には、無償で修理いたします。ただし、下記事項に該当する故障・破損は無償修理の対象から除外し、有償修理となります。
記

修理依頼

年

月

故障の症状
故障の原因
（わかったら）5日

キリトリ

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障。
2. カイセ特約サービス代理店、または当社サービス部門以外でなされた修理または改造に起因する故障。
3. お買い上げ後の輸送または落下等によって生じた故障。
4. 火災、水害、地震等天災地変によって生じた故障・破損。
5. 消耗部品（電池等）の補充または取り換え。
6. 品質保証書の提出がない場合。
7. その他、当社の責任とみなされない故障。
8. 本証明書は日本国内においてのみ有効です。

①テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをΩ V mAμA 端子に差し込みます。
②レンジスイッチをに合わせます。
③HOLD/SELキーを1回押してLCDに マークを点灯させます。
④回路内のダイオードをテストする時は回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後ダイオードの片側を外します。
⑤黒色テストリードをダイオードのアノード側に、赤色テストリードをカソード側に接続します（逆方向接続）。LCDに"OL"と表示されていることを確認します。
⑥テストリードを⑤と逆に接続します（順方向接続）。
この時LCDに以下の数値が表示されれば正常です。
●シリコンダイオード：0.4V〜0.7V⑦レンジスイッチをOFFにして電源を切ります。
測定サポート機能：バックライト

6

黒色赤色
図-85-6. 導通試験（）

電池の交換①テストリードを入力端子から外し、レンジスイッチをOFFにします。
②ホルスター（本体周囲のゴムカバー）を外します。
③本体裏側のネジ1本を緩めて電池カバーを取り外します。
④使用済み電池を取り外し、極性に注意して新しい1.5V R03（単4）電池 2本をセットします。
⑤電池カバーを取り付けてネジを締めます。
注：本器を長期間使用しない場合は電池を取り外してください。消耗した電池を内蔵したまま放置すると電解液が漏出して内部を腐食することがあります。

警告ネジ●導通試験レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●回路内の導通を試験する時は必ず回路の電源を切り、コンデンサーを放電してください。
①テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをΩ V mA
μA 端子に差し込みます。
②レンジスイッチをに合わせます。LCDに マークが点灯します。
③回路内の導通を試験する時は回路の電源を切り、コンデンサーを放電します。
④試験する回路の両端にテストリードを接続します。
回路抵抗が0Ω〜約50Ωで導通ブザーが鳴ります。
⑤レンジスイッチをOFFにして電源を切ります。
測定サポート機能：バックライト①レンジスイッチをNCVに合わせます。LCDにNCVマークが点灯します。
②本体上部の NCV をコンセントなどの交流電圧の活線に近づけると、LCD表示とブザー音で知らせます。
③測定が終了したらレンジスイッチをOFFにして電源を切ります。
※周囲の環境ノイズの影響で、活線でなくても反応することがあります。
測定サポート機能：バックライト

5-8. 直流電流測定（ A

図-10

ヒューズの交換①テストリードを入力端子から外し、レンジスイッチをOFFにします。
②ホルスター（本体周囲のゴムカバー）を外します。
③本体裏側下部のネジ2本を緩めてリアケースを取り外します。
本体上部はツメがかかっているので、下部から開いてください。
④切れたヒューズをヒューズホルダーから取り外し、新しいヒューズを入れます。
⑤リアケースを取り付け、ネジ2本を締めます。

基板
0.2A/250V
ヒューズ●強電回路の測定はしないでください。
●各測定レンジの最大許容入力値を超えた測定はしないでください。
●電流測定レンジで電圧を測定しないでください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
●10Aレンジ測定時は、赤色テストプラグは必ずDC 10A端子に差し込んでください。
次の測定まで15分間以上の間隔●10Aレンジでの連続測定時間は10秒間以内です。
をあけてください。
①テストリードの黒色テストプラグをCOM端子に、赤色テストプラグをΩ V mA
μA 端子またはDC 10A端子に差し込みます。
注：10Aレンジで測定する時は、DC10A 端子に赤色テストプラグを差し込んでください。
②レンジスイッチを A の2000μAから10Aの中で適切なレンジに合わせます。
③測定する回路の電源を切り、コンデンサーを放電した後、回路を切断します。
④回路の−（アース側）に黒、＋（電位側）に赤のテストリードを接続します。
注：電流測定では、本器を回路（電源）と直列に接続します。
注：必要に応じてテストリード先端にワニグチクリップ（別売）を付けてください。
⑤測定する回路の電源を入れ、LCDに表示された測定値を読みます。
⑥レンジスイッチをOFFにして電源を切ります。測定回路の電源を切り、回路内のコンデンサーを放電します。
測定サポート機能：ディスプレイホールド、バックライト
KU -1120

赤色A

10A/250V
ヒューズ

ネジ

ネジ

図-11

リアケース

6-2. 定期的点検・校正
安全で正確な測定を維持するためには定期的な点検・校正が必要です。
本器は通常の使用で1年以上許容誤差内の精度を維持できるよう製造されていますが、少なくとも1年に1回は定期的に点検・校正してください。点検・校正は製造元へ依頼されるのが確実な方法です。

6-3. 修理
本器が正常な動作をせず修理を依頼される場合には、事前に次の点検をしてください。
●電池が消耗、接触不良していないか。極性が間違って設置されていないか。
●ヒューズが切れていないか、または外れていないか。
レンジスイッチが正しく設定されているか。
●測定にあたり、●測定入力が本器の規定レンジおよび最大許容入力以内であるか。
●使用環境内における測定精度であるか。
●本器本体およびテストリードにひび、割れ、断線など損傷がないか。
●測定対象の電気・電子機器や本器の使用環境に強いノイズが発生していないか。
以上の点検を通して故障であることが確認できましたら修理を依頼してください。
修理は販売店へ依頼されても結構ですが、弊社の製造サービス課宛へ直送されますと修理期間も短縮されます。直送される場合は、品質保証書に購入年月日、販売代理店名および所在地が記入されているか確認し、または購入時のレシートを添え「修理依頼」に故障の症状と原因を記入し、切り離して修理品と一緒に送ってください。
この品質保証書の添付がないと修理はお請けできませんのでご了承ください。
返送小包には「修理品在中」と記し、住所、氏名、電話番号も忘れずに明記してください。
修理完了後に代金引換にて返送致します。

豆電球
NCV

電池カバー
1.5V R03（単4）電池 2本）

警告

警告

品質保証規定黒色

5-7. NCV（非接触電圧検知）測定 ※交流電圧のみ

図-6）●強電回路の測定はしないでください。
●測定仕様に記載されている最大許容入力値を超えた測定はしないでください。

NCV

赤色

アノード
カソード

●強電回路の測定はしないでください。
●測定仕様に記載されている最大許容入力値を超えた測定はしないでください。

●測定前にレンジスイッチが正しく設定されているか確認してください。
●感電事故および本器の焼損防止のため「3. 安全測定と使用上の注意」を良く読んで測定してください。

5-2. 直流電圧測定（ Vアノード
カソード

警告

5-1. 測定準備

警告

順方向接続

逆方向接続

5-3. 交流電圧測定（ V〜）

5. 測定方法

黒色図-9

お問い合わせ・修理品の送付先
製造サービス課

6. 保守管理〒386-0156 長野県上田市林之郷422

6-1. 電池およびヒューズの交換

TEL 0268 -35 -1602 / FAX 0268- 35- 5515

警告
●感電事故防止のため、測定を終了してから電池・ヒューズを交換してください。
レンジスイッチは必ず●テストリードは測定回路および本器の入力端子から外し、OFFにしてください。
●ヒューズは必ず指定のものを使用してください。ヒューズホルダーを短絡しての使用は絶対にしないでください。
ヒューズ定格：0.2A/250V（φ5×20ｍｍ）、10A/250V（φ5×20ｍｍ）
7

Email : service@kaise.com〒386−0156 長野県上田市林之郷422
TEL 0268−35−1600（代） FAX 0268−35−1603 E-mail service@kaise.com
製品の仕様や外観は改良などのため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

870-1101-1120-1 1911