共通部分

センサー

無線システム
（920MHz）

下記は、主な型式と仕様を示します。
高感度、低周波、水中用等各種取り揃えております。 計測用ユニット

品名

型式
PU-6ALT6x※1
PU-6ALV6x※1
振動ピックアップ PU-8ALSFx※1
PU-441x※1
PU-7ALT6x※1
温度センサー
各種
各種
その他センサー仕様
ケーブル上出し、汎用、防水、絶縁ケーブル上出し、コネクター、汎用、防水、絶縁ケーブル横出し、高温、防水、絶縁ケーブル横出し、本質安全防爆、防水、絶縁ケーブル上出し、水中、絶縁測温抵抗体、サーミスターなど※2速度センサー、変位センサーなど※2※1 xは空欄もしくは、A,B,a,b等アルファベットが入ります。
※2 別途信号変換用アンプが必要です。

相対値警報、変化率警報、グループ警報、変動差警報、変動率警報
センサー異常、計測値異常、ネットワーク回線異常、無線局バッテリー残量少接点計測部の仕様
入力信号
集計単位
集計内容
警報判定

無電圧a接点（入力電流10mA、DC12V）
時報
累積時間、累積回数
相対値警報

接点出力部の仕様
出力内容
注意警報、危険警報
接点容量
負荷電圧AC（DC）
250Vmax、連続負荷電流0.2A以下

有線システムローカルモニター

構成ユニット種類

ユニット別最大入力チャンネル数
パルス
振動
アナログ
接点
4ch
16ch
8ch
8ch
ー
32ch 2ーーー
64ch
ーーーー
32ch
32ch
4ch
12ch
ーー
4ch
24ch
ーー

ユニット名
ベースユニット
振動デイジーチェーン
拡張※1 振動切替
ユニット アナログ・接点切替機能※1 振動ユニット リアルタイム※1 追加ユニットの最大接続台数は、拡張ユニット、機能ユニット共に3台です。また組合せ最大接続数は5台です。

計測用ユニット
品名

デイジーチェーン
接続ユニット型式

仕様

MP-180型式

無線ゲートウェイ ※1
無線局ユニット（920MHz）

MP-200GW-00
MP-200SA-04(AC電源駆動)
MP-200SA-12(AC電源駆動)
MP-200SB(バッテリー駆動)
MP-200AP-00

無線アクセスポイント

警報判定・異常判定
警報判定
異常判定

ユニット名

振動計測部の仕様
測定モード
測定周波数
測定範囲
加速度ALL
10〜20kHz
測定モード
加速度BPF
1k〜20kHz〜500m/s2O-P※1
測定周波数
加速度PEAK
1k〜20kHz
測定範囲
加速度ENV
1k〜20kHz
速度10〜1kHz〜500mm/sO-P※1
変位
10〜1kHz〜5000μmP-P※1
測定周期
10秒〜
（AC電源供給時）
集計単位
時報、日報、週報、月報、
年報
集計内容
平均、最大、最小、クレストファクター、
計測条件信号※1 入力センサー感度が5.1mV/（m/s2）の測定範囲です。 また、
速度は156.0Hz、変位は70.5Hz信号入力時の測定範囲です。

アナログ計測部の仕様（無線920MHz）
入力信号
測定周期
集計単位
集計内容

DC4〜20mA、
DC0〜5V10秒〜
ベース報（10〜900秒）、
時報、
日報、週報、月報、
年報
平均、最大、最小、計測条件信号

無線システム（2.4GHz）
計測用ユニット

ＦＦＴ解析処理部の仕様
10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz
解析レンジ
100、200、400、
800、1600、3200、6400、
解析分解能
12800、25600、51200ライン※1
複数チャンネル同時ＦＦＴ、連続ＦＦＴ、トリガー計測、
解析支援
ズーミング、
ハーモニック分析、サイドバンド分析、
オーダースケール
最大5chで同時にFFTを計測※2
同時FFT

無線式ローカルモニター
無線局ユニット（2.4GHz）

MW-10000
MP-190(AC電源駆動または、バッテリー駆動)
MP-191

測定周期
集計単位
集計内容

−

−

ユニット別最大入力チャンネル数
温度／アナログ
接点
振動
−
8ch
8ch
4ch

4ch

−

4ch

−

−

ＦＦＴ解析処理部の仕様
加速度ALL、
加速度BPF：20kHz固定
解析レンジ
加速度ENV、
速度：100、200、500、
1kHz
400、800、1600ライン
解析分解能
ズーミング、
ハーモニック分析、サイドバンド分析、解析支援オーダースケール※1 入力センサー感度が5.1mV/（m/s2）の測定範囲です。 また、
速度は156.0Hz、変位は70.5Hz信号入力時の測定範囲です。 ※1 入力センサー感度が5.1mV/（m/s2）の測定範囲です。 また、
速度は156.0Hz、変位は70.5Hz信号入力時の測定範囲です。

入力信号
測定周期
集計単位
集計内容

DC4〜20mA※1、
DC0〜5V、
DC1〜5V、
DC0〜10V※1
1秒
ベース報（1〜900秒）、
時報、
日報、週報、月報、年報
平均、最大、最小、計測条件信号※1 別途信号変換用のアンプが必要となります。

入力信号
測定周期
集計単位
集計内容

DC0〜5V、DC1〜5V
2分〜
ベース報（120〜900秒）、
時報、
日報、週報、月報、年報
平均、最大、最小、計測条件信号

支社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業部）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑7362
FAX.03‑5825‑5591（計測診断事業部 東京営業部）
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

JC-Super CMS-10000-07B

設備異常の早期発見

補修周期の延長

突発故障の防止

品質・歩留の向上

設備部品の寿命予測

設備の健全性評価

設備稼働率の向上

DX推進に貢献

設備情報をIoT化

DS・AI解析用データの収集

有線システムSuper CMS-10000
オンラインステーション

無線システムSuper CMS-10000
オンラインステーション

データサーバー

22.02.3000 K

データサーバー

無線DAQサービスPC

Pow e rEdge
T410

イーサネットLAN
センサー信号
延長ケーブル

計測ユニット（ローカルステーション）

中継ボックスセンサー

ソフトウェアサンプル※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ: https://www.jfe‑advantech.co.jp/

京無線システムと有線システムを組み合わせてご使用できます。

アナログ計測部の仕様（無線2.4GHz）

本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
東

設備情報をIoT化！DS・AI解析に最適なシステムです。DX推進に貢献します。

Pow e rEdge
T410

振動計測部の仕様
5〜20kHz
測定モード
測定周波数
測定範囲
1k〜20kHz〜1500m/s2O-P※1
加速度ALL
5〜20kHz
1k〜20kHz
測定モード
加速度BPF
1k〜20kHz
1k〜20kHz〜500m/s2O-P※1
測定周波数
加速度PEAK
1k〜20kHz
5〜1kHz〜1000mm/sO-P※1※1
測定範囲
加速度ENV
1k〜20kHz
5〜1kHz〜10000μmP-P
速度
5〜1kHz〜500mm/sO-P※1
有線（ベースユニット／振動切替ユニット） 有線（振動リアルタイムユニット）
変位
5〜1kHz〜5000μmP-P※1
１秒
5〜10秒 チャンネル数
測定周期
2分〜（AC電源供給時）
時報、日報、週報、月報、年報 ベース報（1〜900秒）、集計単位
時報、日報、週報、月報、年報
時報、日報、週報、月報、年報
集計内容
平均、最大、最小、クレストファクター、
計測条件信号
平均、最大、最小、クレストファクター、
計測条件信号

アナログ計測部の仕様（有線）オンライン設備診断システム※1 オーダースケールは無線局ユニット（MP-200SA-04）
のみの機能です。

型式

測定周波数

−

−

ＦＦＴ解析処理部の仕様
加速度ALL、加速度BPF：100、200、500、1k、20kHz
解析レンジ
加速度ENV、速度、変位：100、200、500、1kHz
400、800ライン
解析分解能
連続FFT、トリガー計測、ズーミング、ハーモニック分析、
解析支援
サイドバンド分析、
オーダースケール※1

ユニット名

振動計測部の仕様
測定モード
加速度ALL
測定モード
加速度BPF
測定周波数
加速度PEAK
測定範囲
加速度ENV
速度
変位

振動＋温度合計2ch

920MHz無線に対応！

※1 無線局ユニット＋無線アクセスポイントの管理台数の合計は63台です。

振動4ch※1 自動処理、連続処理は100〜6400ラインの範囲で可能です。
※2 振動リアルタイムユニットのみの機能です。

ユニット別最大入力チャンネル数振動
温度／アナログ
接点−−−
振動＋温度または−アナログ合計4ch
振動＋温度または−アナログ合計12ch

無線アクセスポイント

無線局
ユニット

無線ゲートウェイ

無線局
ユニット

無線局
ユニット

Super CMS-10000
ＪＦＥアドバンテック製オンライン設備診断システムの特長

ISO 18436-2 準拠機械状態監視診断技術者（振動）の資格を持つ

回転設備の自動振動診断・・・・・設備異常の原因分析から診断報告書の出力まで自動で行います。

セールスエンジニアが各拠点でお客様をサポートいたします。

多彩な警報判定機能 ・・・・・・・・・連続警報判定や複数機器のグループ比較判定などの多彩な警報判定機能を備えています。
自社製振動ピックアップ ・・・・・・振動ピックアップは無線／有線システム共通で使用でき、加速度（5〜20kHz）、速度（5〜1kHz）、※1
変位（5〜1kHz）モードの計測や精密診断用の波形採取が可能です。

ＳＴＥＰ１
現状分析

振動ピックアップはネジ固定することにより脱落しにくく安定した計測が可能です。

自己診断機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・システム構成機器の自己診断を行い、システム状態の異常をオペレーターに通知します。

（センサー断線や短絡、ローカルステーション本体異常、ローカルステーション通信不良、無線ゲートウェイや無線局ユニットの通信不良、無線局ユニットのバッテリー残量少など）

ＳＴＥＰ４
アフターサービス

軸受残存寿命予測 ・・・・・・・・・・・・・回転数、軸受荷重、規格定格荷重を入力することでベアリングの残存寿命の予測演算を行うことがＳＴＥＰ２
ご提案可能です。

振動値の補正機能【特許技術】
・・回転数が変動する設備には振動値と回転数の相関比較を使用して振動値を補正することにより、ＳＴＥＰ３
システム導入適切な傾向監理を行うことが可能です。

マルチランゲージ機能 ・・・・・・・・システムログインユーザー毎に表示言語（日本語、英語、中国語、韓国語）を選択することが可能です。
データ連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上位システムとデータ連携することによりデータサイエンスやAI分析などビッグデータ解析に貢献します。
ＪＦＥアドバンテック製ポータブル振動計のデータ取り込みも可能です。

リモートクライアント

E-mail
※1

920MHz無線システムの加速度モードの周波数範囲は10 〜 20kHz、速度と変位モードの周波数範囲は10 〜 1kHzです。
920MHz無線局ユニットのバッテリータイプで使用できる振動ピックアップには制限があります。

インターネット管理室

オンラインステーション

無線ゲートウェイ（920MHz）

無線局ユニット（920MHz）E-mailを利用した警報発生通知

ファイアウォール

バッテリー駆動（2ch）

AC駆動（4ch）

イーサ ネット

イーサ ネット・回転数 ・運転中信号 等

無線式ローカルステーション（２．
４GHz）

アクセスポイント

ベース ユニット

無線局ユニット（２．
４GHz）
AC駆動（12ch）

デイジーチェーン接続

データサーバー
リモートアクセスサーバー
メールサーバー

ベースユニット＋拡張ユニット
デイジーチェーン接続

運転室
振動 アナログ・温度
Super CMS-10000

1

アナログ

接点

振動 アナログ 接点 振動デイジーチェーン

振動 アナログ 接点 振動 アナログ 接点 温度 振動デイジーチェーン

オンラインステーション

ポータブル診断器
2

Super CMS-10000

Super CMS-10000
無線システムの特長

有線システムの特長

配線費用の削減

３種類の給電方式に対応

無線局ユニットと無線ゲートウェイまたは無線式ローカルス

無線局ユニットの給電方式は３種類から選択します。

テーション間の配線を無線化することで配線費用を削減する

AC 給電

※2
ことができます。

バッテリー給電 ：電源配線工事が不要です。

：最短 10 秒間隔の測定が可能です。

※4

リアルタイム計測

拡張型ローカルステーション※7１秒周期で多チャンネルの同時計測を行い、設備をリアルタ最小構成で導入後、拡張ユニットを増設することも可能です。

イムで監視できます。

最小構成はベースユニットの振動 16ch、アナログ 8ch、接点 8ch です。

ワイヤレス給電 ：非接触でバッテリーを充電する方式で振動切替ユニット

す。配線工事が困難かつ常時監視が必

拡張性の高い無線ネットワーク

要な設備の計測に最適です。

アナログ・接点切替ユニット

ベースユニット
155●920MHz と 2.4GHz の 2 種類の周波数に対応しています。

充実した振動計測機能

920MHz：低消費電力かつ 2.4GHz 帯と比較し通信距離が長く（最長 1km）、回り込み特性に優れており通Super CMS-10000
MK-10000

時報（1回/時間）

信ユニット数を最少に抑えることができます。

有線システムと同じ振動ピックアップを使用するため、加速また、アクセスポイントを経由することで最大 8km

度、速度、変位の計測を行うことができ、精密診断用の振動の長距離無線通信が可能です。

時間波形データの計測が可能です。※5

サイクル報（1回/秒）同時振動波形採取※8無線局ユニット同士でも中継が可能です。

最大５チャンネルの振動波形を同時に採取し、スペクトルを2.4GHz：2.4GHz 帯は 1 時間内の通信量の制限がない表示できます。

耐環境性能

ため、解析用の振動波形計測を何度も行うことができます。※3
無線局ユニット同士でも中継が可能です。
●設備配置に対応した無線ネットワークに対応
スター型、メッシュ型、リニア型など設備配置に対応した

210（mm）

150

60

振動リアルタイムユニット

デイジーチェーン接続

無線ゲートウェイ、無線局ユニットは堅牢かつ IP66 の防塵

ローカルステーションから数珠繋ぎで接続ユニットを配線で防水保護等級を備えているため、屋外や粉塵環境など様々なき、配線費用を低減することが可能です。

現場環境に対応しています。

デイジーチェーン接続は最大で 64 点の振動ピックアップを※6

無線ネットワークを構築することができます。

接続することができます。※9無線ネットワーク構築例

ローカルステーション
Super CMS-10000
MK-10000

中継

子親中継

親中継
子子子子

障害

障害

自動的に迂回中継●無線局ユニットを追加することによりセンサーの増設を容易に行うことができます。
移動体に無線局ユニットを設置もすることも可能です。

親中継

中継子

自動的に迂回子

有線システムは、最大 51200 ラインの FFT が可能です。
リニア型

ラインの分解能では、はっきりと確認することができます。

通信環境の変化に強い設計思想

振動ピックアップ

無線局ユニットは外部アンテナを接続することが可能です。
無線局ユニット間に遮蔽物ができる等、通信環境が変化しても設置個所を変更することなく安定した通信を実現できます。

MP-200SB

デイジーチェーン接続ユニット

低い分解能では見逃していた側帯波成分も最大 51200

中継子

高分解能FFT

MP-200SB

FFTグラフズーム表示（3200ライン）
ズーム表示（51200ライン）
３２００ライン解像度では５１２００ライン解像度では、側帯波を確認できません。
側帯波成分までもハッキリ確認できます。

MP-200GW

移動体に無線局ﾕﾆｯﾄを設置してデータ計測する例

※2
※3
※4
※5
※6

無線局ユニットのAC駆動タイプは給電が必要です。
920MHz帯は特定小電力無線の送信時間制限（10%Duty）のため1時間内の通信量に制限があります。
2.4GHz無線システムの最短測定間隔は約２分間隔です。
無線システムの最大FFT解析ライン数は920MHz：800ライン、2.4GHz：1600ラインです。
920MHz無線局ユニット（バッテリータイプ）の防塵防水保護等級はIP65です。

Super CMS-10000

3※7 ローカルステーションは専用の収納盤に設定します。
収納盤の設計・製作はオプションです。
※8 同時振動波形採取は振動リアルタイムユニットのみ可能です。
※9 ローカルステーションに最大32点 2系統の64点のデイジーチェーン接続が可能です。
デイジーチェーン接続ユニット1台につき最大で4点の振動ピックアップを接続することができます。
１系統あたりのデイジーチェーン接続ユニット数の最大は８台です。

4Super CMS-10000

Super CMS-10000ソフトウェア
自 動 的 に 劣 化 原 因 を 分 析し、診 断 報 告 書 が 出 力されるフル オートマチックシステム
基本構成 マルチタブインターフェイスとパ ネル 表 示 を 備 え 、様 々な 監 視 情 報 を自 在 に 表 示

設 備 の 種 類 毎 に 専 用 ロジックによる自 動 診 断 を 行 います。
振動精密診断 ・軸
受 診 断 ・ファン・ブロワー 診 断 ・ポンプ 診 断 ・ロール 診 断 ・モ ーター 診 断 ・歯 車 装 置 診 断

警報ツールバー

簡易警報ボタン

警報発生状態を簡易表示

設備図レイアウト（詳細）

設備の状態をレイアウト上に表示

設備図レイアウト（全体）

設備構成ツリー
設備の構成をツリー状に表示

警報イベントマネージメント
警報発生情報をリスト表示

設備図レイアウト

メインウィンドウ

計測経路ツリーセンサーからの入力構成をツリー状に表示

ＦＦＴグラフ
（詳細）

状態監視リスト

FFTグラフ（複数）

接点信号のＯＮ時間の累積表示
運転監視 とＯＮ回数の累積表示が可能

設備の状態をリスト表示

FFTヒストリーグラフ

相関比較 振動値と回転数の相関をとる事で危険速度の把握や理想的な振動値の回転数補正が可能

設備の点検・補修履歴
機器管理記録 をデータベース化

無線局レイアウト

機器管理記録

無線局のレイアウトとバッテリー残情報を表示※ レイアウト図の作成はオプションです。

運転時間累積グラフ／ＯＮ回数累積グラフ

簡易診断報告書

機械要素別精密診断報告書

機器個別精密診断報告書

定期データ報告書出力

設備レイアウト構成ツール（日報、週報、月報、年報）

警報リスト出力

設 備レイアウトを自 在 に 構 成

相関比較グラフポータブル連携ツール ポ ー タブル 診 断 器と連 携 可 能
MK-220データ管理ソフト

振動簡易診断 設 備 の 簡 易 診 断 や 補 修 時 期 の 判 断 をサポ ート
演算条件設定振動分布図

ポータブル診断器

設備図レイアウター

レベルメーターグラフ

傾向管理グラフ

傾向管理グラフ

警報レベル自動演算結果

外部接点
出力ツール

メール
送信ツール

マルチランゲージ
ツール
英語

劣化予測グラフSuper CMS-10000

5軸受残存寿命予測

絶対値判定グラフ

オフラインモニタリング

接点出力…オプション

メール送信

韓国語
中国語

マルチランゲージ

データエクスポート
ツール

データ送受信
ツール

csv
xls

CMS

データエクスポート

データ送受信6

Super CMS-10000