GeneralSpecifications

WW4456-□□2
水晶式水位計変換器（無線伝送仕様）

WW4456-□□2 形水晶式水位計変換器は、特定小電力無線を用いた無線伝送タイプの水晶式水位計変換器です。
水 位 計 発 信 器 と の ケ ーブ ル敷 設 が 困 難 な 場 所 へ の設 置に適しています。

無線中継部

無線送信部および無線中継部では、太陽光発電とバッテリで動作に必要な電力をまかなうため、外部からの電源供給は必要ありません。無線送信部は観測周期を迎えるごとに WW4455 形水晶式水位計発信器から水位データを入力し、電源状態などの HK 情報と合わせてデータを高感度アンテナ送信します。
また、特定小電力無線受信機で受信した各種のデータを、水晶式水位計変換器で水位表示や BCD 出力、アナログ無線送信部

特定小電力無線受信機出力、水位印字等を行うとともに、内蔵の不揮発性メモ同軸避雷器

リに記録します。内部に記録した水位データは、USB メ
モリを用いて簡単に回収可能です。

＜特長＞●無線送信部の画面より現在水位を確認できるため、水位の動作確認など保守作業性に優れています。
●避雷素子を無線送信部に内蔵しているため、接続箱な水晶式水位計変換器

WW4455水晶式水位計発信器※ 無線中継部は、通信距離の延長時に使用します。
※ WW4455 形水晶式水位計発信器は、本製品に含まれません。

どの設置が不要で、サージによる機器の破損を防ぎます。
●発信器からの状態信号や太陽光発電電圧、バッテリ出力電圧を監視するとともに、交換可能な避雷素子など徹底した保守機能強化で欠測時間を大幅に削減します。また、無線送信部内の監視情報は、変換器の画面からも確認できます。
●無線送信部と無線受信部間は、最大見通し距離 1 kmまでの通信が可能です。また、通信距離の延長や障害物により見通し距離が確保できない場合には、無線中継部を介すことで、最大 4 km まで通信可能です。
●送信出力 10 mW 以下の特定小電力無線を採用しているため、電波法による無線局の免許取得は必要ありません。
●屋外用ボックスは防塵防雨型 IP65 規格に適合しています。発信器を接続する無線送信ボックスには、大型の通気フィルタを設け、ボックス内外の気圧差を無く＜製品コード＞形 名

基本仕様コード

WW4456 -□□□ -□□□□ 水晶式水位計変換器-A

電源入力；100 V AC-D電源入力；12 V DC

1水位入力；無線送信部 1 ch

2水位入力；無線送信部 2 ch
無線伝送仕様2-0プリンタ；なし-1プリンタ；あり

1

BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch

2BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；機械式ﾘﾚｰ 1 ch

3BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；機械式ﾘﾚｰ 2 ch

4BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；機械式ﾘﾚｰ 3 ch

5BCD4 桁出力；Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；機械式ﾘﾚｰ 4 ch

すことで精度良く安定した水位測定が可能です。
●国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠した BCD 出力を仕様等標準装備しています。また、関連製品の WP9601 形カ0アナログ出力；なし

ード読込プログラムを用いることで、WISEF データ変1アナログ出力；電圧 2 ch、電流 1 ch換も可能です。

2アナログ出力；電圧 4 ch、電流 2 ch

0GS WW4456-01
2024.08 9 版

付加コード

仕様等数量

部品番号

仕様・備考/TM1

BCD4 桁出力用端子台（ケーブル 1 m 付）

同軸ケーブル 25 m品

1本

K5642HX/W2 形、/WB 形 高感度アンテナ～避雷器間/T51

BCD5 桁出力用端子台（ケーブル 1 m 付）×1 個 ※1

同軸ケーブル 50 m

1本

K5642HY/W3 形、/WC 形 高感度アンテナ～避雷器間/T52

BCD5 桁出力用端子台（ケーブル 1 m 付）×2 個 ※1無線送信ボックス

1個K5642HA/W□形 ※4/T53BCD5 桁出力用端子台（ケーブル 1 m 付）×3 個 ※1太陽電池部

1個K5642HP/W□形 ※5/T54

BCD5 桁出力用端子台（ケーブル 1 m 付）×4 個 ※1無線中継ボックス※3K5642JA/R□形 ※6バッテリボックス※3K5642JX/R□形 ※7太陽電池部※3K5642JS/R□形 ※51ch 用無線装置一式 ※1/W1

同軸ケーブル 10 m 付（高感度アンテナ～同軸避雷器間）
1 ch 用無線装置一式 ※1/W2

同軸ケーブル 25 m 付（高感度アンテナ～同軸避雷器間）
1 ch 用無線装置一式 ※1/W3

同軸ケーブル 50 m 付（高感度アンテナ～同軸避雷器間）
2 ch 用無線装置一式 ※1 ※2/WA

同軸ケーブル 10 m 付（高感度アンテナ～同軸避雷器間）
2 ch 用無線装置一式 ※1 ※2/WB

同軸ケーブル 25 m 付（高感度アンテナ～同軸避雷器間）
2 ch 用無線装置一式 ※1 ※2/WC

同軸ケーブル 50 m 付（高感度アンテナ～同軸避雷器間）/R1

1 ch 用無線中継部（中継数 1 段）※1/R2

1 ch 用無線中継部（中継数 2 段）※1/R3

1 ch 用無線中継部（中継数 3 段）※1/R4

1 ch 用無線中継部（中継数 4 段）※1/R5

1 ch 用無線中継部（中継数 5 段）※1/RA

2 ch 用無線中継部（中継数 1 段）※1 ※2/RB

2 ch 用無線中継部（中継数 2 段）※1 ※2/RC

2 ch 用無線中継部（中継数 3 段）※1 ※2/RD

2 ch 用無線中継部（中継数 4 段）※1 ※2/RE

2 ch 用無線中継部（中継数 5 段）※1 ※2※1※2＜付属品＞

品

名数量

部品番号

仕様・備考

避雷素子交換用工具

2本

K5695KL

ヒューズ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）

2個

A1317EF-A□2-□□□□形

ヒューズ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）

1個

A1317EF-D□2-□□□□形

記録紙

2個

K 5 69 5M J-□□2-1□□□形

BCD 4 桁出力端子台

1個

A2066JT/TM1 形

BCD 4 桁出力端子台用ケーブル 1 m

1本

K5642BQ/TM1 形BCD 4 桁出力コネクタ

1個

A1005JD/TM1 形を選択しない場合

BCD 5 桁出力端子台※1A2067JT/T5□形

BCD 5 桁出力端子台用ケーブル 1 m※1K5642DG/T5□形

BCD 5 桁出力コネクタ※2A1006JD

特定小電力無線受信機

1個

K 5 64 2K K

/W□形

通信ケーブル 2 m

1本

K5642GY/W□形 受信機～変換器間電源ケーブル 2 m

1本

K5642GZ/W□形 受信機～変換器間高感度アンテナ

1個

K5642KG

/W□形

同軸避雷器

1個

C451-00004/W□形

変換ケーブル 2 m

1本

K5642HV/W□形 受信機 ～同軸 避雷器 間

同軸ケーブル 10 m

1本

K5642HW/W1 形、/WA 形 高感度アンテナ～避雷器間

GS WW4456-01
2024.08 9 版

取扱説明書
1部－※ 変換器に接続する電源ケーブル、バッテリ接続ケーブルおよびアース線は付属していません。
※ 無線送信ボックス、無線中継ボックス、バッテリボックスに接続するアース線は付属していません。
※ 1 /T51 は各 1 個、/T52 は各 2 個、/T53 は各 3 個、/T54 は各 4個付属されます。
※ 2 BCD5 桁出力のチャンネル数に対して、/T5□指定なしは 0 個、/T51 は 1 個、/T52 は各 2 個、/T53 は各 3 個、/T54 は 4 個引いた個数が付属されます。
※ 3 /R1, /RA は各 1 個、/R2, /RB は各 2 個、/R3, /RC は各 3 個、/R4,/RD は各 4 個、/R5, /RE は各 5 個付属されます。
※ 4 A1179MN ノイズフィルタ 2 個、C352-30006 ヒューズ（0.32A）1 個、K5642HZ 小型シール鉛蓄電池（12 V 7.2 Ah）1 個含む。
※ 5 太陽電池部～無線送信ボックス／太陽電池部～無線中継ボックス間のケーブル 2 m を含む※ 6 A1179MN ノイズフィルタ 1 個、A1309EF-09 ヒューズ
（1 A）
1 個、バッテリボックス～無線中継ボックス間ケーブル 5 m含む。
※ 7 C352-10010 ヒューズ（1 A）1 個、M-317-02 小型シール鉛蓄電池（12 V 50 Ah）1 個含む。

＜保/T51～/T54，/W1～/W3，/WA～/WC，/R1～/R5，/RA～/RE は、それぞれ何れか一つを指定できます。
2 ch 入力仕様（-□22-□□□□）時に指定できます。

名

守品＞

品

名

数量

部品番号

仕様・備考

記録紙

1個

K 5695M J-□□2-1□□□形用

避雷素子（変換器，AC 電源用）

1式

K5632DR-A□2-□□□□形用

避雷素子（変換器，DC 電源用）

1式

K5632DS-D□2-□□□□形用

避雷素子（無線送信部用）

1式

K 5642K A/W□形用避雷素子（無線中継部用）

1式

K 5642K B/R□形用

ヒューズ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）

1個

A 1317E F

ヒューズ（0.32 A）

1個

C352-30006/W□形用ヒューズ（1 A）

1個

A1309EF-09/R□形用（無線中継ボックス用）

ヒューズ（1 A）

1個

C352-10010/R□形用（バッテリボックス用）

小型シール鉛蓄電池

1個

K 5642 HZ/W□形用 12 V 7.2 Ah

小型シール鉛蓄電池

1個

M-317-02/R□形用 12 V 50 Ah

通気フィルタ

1個

K5695NW

/W□形用

同軸避雷器

1個

C451-00004＜関 連 製 品＞
品

名

水晶式水位計発信器

部品番号

仕様・備考

WW4455

BCD 4 桁出力端子台

A2066JTBCD 4 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K 5642B Q

BCD 4 桁出力コネクタ

A1005JD

BCD 5 桁出力端子台

A2067JT

吉田電機工業株式会社製PXDS-40V3 ま た は 相 当品。K5642BQ と組み合わせて使用します
A2066JT と組み合わせて使用します
第一電子工業株式会社製57-30360 または相当品
吉田電機工業株式会社製PXDS-50V3 ま た は 相 当品。K5642DG と組み合わせて使用します

２

品

名

部品番号

BCD 5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

K5642D G

BCD 5 桁出力コネクタ

A1006JD

USB メモリ
USB メモリアダプタ
避雷素子交換用工具
小型シール鉛蓄電池
小型シール鉛蓄電池
カード読込プログラム
U ボルト
U ボルト

K5690P M
K5690WW
K5695K L
M-313-01
M-313-02
WP9601K 5 60 1 GY
K5601GZ

項

仕様・備考
A2067JT と組み合わせて使用します
第一電子工業株式会社製57-30500 または相当品
SD カード用
12 V 7.2 Ah
12 V 24 Ah

記

録目内1 分／2 分／5 分／10 分／15 分／20 分／30 分／
1 時間／3 時間／6 時間

デ ー タ 記 録

内蔵不揮発メモリに 1 分記録周期のデータを約1.35 年記録可能

データ回収用インターフェース

USB2.0 対応メモリ※4プ

印 字 方 式：感熱ラインドット方式
印 字 用 紙：専用感熱紙（用紙幅 約 58 mm、用紙長 約 26 m）
印 字 期 間：約 6.5 カ月（印字周期 1 時間の場合）※水位入力 2 ch で水位差を印字した場合は約3 カ月
印 字 内 容：年月日、時刻、水位データ、その他
印 字 周 期：なし／1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間
巻取り機能：自動巻取り機能内蔵ン

タ-□□2-1□□□形

JIS 80A 用（φ89.1 mm）ナット付き
JIS 100A 用（φ114.3 mm）ナット付き＜無線受信部仕様＞
水晶式水位計変換器
項入目力表

内

容数

1 点（WW4456-□12-□□□□形）
2 点（WW4456-□22-□□□□形）

示

モノクロ液晶 128×64 ドット、LED バックライト付き

表

示

内

容

日付、時刻、地点番号、現在水位、水位変化傾向、記録水位、機器状態、各種設定値

内部時計

月差±30 秒以内（23±5 ℃のとき）

操作

キー

4 個、［MODE］、［▲］、［▼］、［ENTER］

動 作 モ ー ド連続モード／間欠モード（外部起動可※1）

水

大気圧補正、密度補正、重力加速度補正およびゼロ点補正

位処理

BCD 出力信号※2

アナログ出力信号

アナログ出力レンジ-□□2-□1□□形の場合：
BCD 4 桁パリティ付×1 ch-□□2-□2□□形の場合：
BCD 4 桁パリティ付×1 ch
BCD 5 桁パリティ付×1 ch-□□2-□3□□形の場合：
BCD 4 桁パリティ付×1 ch
BCD 5 桁パリティ付×2 ch-□□2-□4□□形の場合：
BCD 4 桁パリティ付×1 ch
BCD 5 桁パリティ付×3 ch-□□2-□5□□形の場合：
BCD 4 桁パリティ付×1 ch
BCD 5 桁パリティ付×4 ch-□□2-□□1□形の場合：
電圧出力×2 ch、電流出力×1 ch-□□2-□□2□形の場合：
電圧出力×4 ch、電流出力×2 ch
アナログ出力ボード 1 枚※3 につき
ch 1：0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれか選択
ch 2：0～10 mV（出力内容は ch 1 と同じ）
ch 3：0～1 V／0～5 V／1～5 V のいずれか選択
ch 4：0～10 mV（出力内容は ch 3 と同じ）
ch 5：4～20 mA

アナログ出力精度

フルスケールの±0.05 %以内（23±3℃）

アナログ出力
許容負荷抵抗0～10 mV
0～1 V0～5 V
1～5 V
4～20 mA

内部記録内容

日付、時刻、水位（瞬間値または平均値）、
機器状態

３：100 kΩ以上
：5 kΩ以上：5 kΩ以上：5 kΩ以上：550Ω以下

容期

リ

周

使用

環

境-10～50℃、90%r.h.以下 ※ただし、結露しないこと

使用

電源-A□2-□□□□形の場合：
100 V AC±10%、50／60 Hz-D□2-□□□□形の場合：
10.5～16.5 V DC

消 費 電 流※5-A12-0100 形の場合：
連続モード／間欠モード 100 V AC、150 mA 以
下 ※バッテリの充電電流を含まず-D12-0100 形の場合：
連続モード 12 V DC、170 mA 以下
間欠モード 平均電流 12 V DC、145 mA 以下選択仕様による加算値-A12-0100 形の場合：
BCD5 桁出力 1 ch につき 100 V AC、約 10 mA
アナログ出力 1 枚につき 100 V AC、約 30 mA
プリンタあり 100 V AC、約 30 mA
印字時 100 V AC、約 100 mA
無線送信部入力 2 ch 100 V AC、約 20 mA-D12-0100 形の場合：
BCD5 桁出力 1 ch につき 12 V DC、約 20 mA
アナログ出力 1 枚につき 12 V DC、約 180 mA
プリンタあり 12 V DC、約 200 mA
印字時 12 V DC、約 1.3 A
無線送信部入力 2 ch 12 V DC、約 115 mA

絶縁

抵抗-A□2-□□□□形
絶縁耐圧-A□2-□□□□形
充電-A□2-□□□□形
塗外質形

寸AC 電源端子とアース端子間：
500 V DC、50 MΩ 以上 ※避雷素子を外した状態
AC 電源端子とアース端子間：1500 V AC、1 分間 ※避雷素子を外した状態
充電方式
充電電圧
最大充電電流

：定電圧充電方式：約 13.6 V DC
：約 0.6 A

色

前面・背面パネル：マンセル値 5.2 PB 8.2/1.0
その他の面：マンセル値 4.1 PB 6.0/4.5

法

約 480（W）×149（H）×230（D） mm

量

プリンタなし（-D12-0100 形）約 2.7 kg
プリンタあり（-D12-1100 形）約 3.3 kg
選択仕様による加算値
AC 電源仕様：約 0.5 kg
機能追加：約 0.9 kg（選択仕様により機能を追加した場合に加算）
BCD 5 桁出力 ：1 ch につき約 0.20 kg
アナログ出力：1 枚につき約 0.14 kg
無線送信部入力 2 ch：約 0.11 kg

GS WW4456-01
2024.08 9 版

※ 1 データロック信号入力後 200 ms 以内にデータを出力します。
※ 2 国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠
※ 3 アナログ出力ボードの枚数は、-□□2-□□1□形は 1 枚、□□2-□□2□形は 2 枚となります。
※ 4 USB メモリは、関連製品の推奨製品をご使用ください。また、
SD カードを使用する場合には、関連製品の推奨する USB メモリアダプタと SD カードをご使用ください。

太陽電池部※ 5 特定小電力無線受信機への供給電源を含む。

質

使

目

用

環

内
境

用

電源

10.5～16.5 V DC

消費

電流

待機時：約 40 mA
通信時：約 55 mA

形

寸

質

内

容

最大出力電力

3.1 W

最大出力動作電圧

18.6 V

最大出力動作電流

0.17 A外法

約 160（W）×253（H）×236（D） mm

量

約 1.9 kg形

寸

無線中継ボックス

容項-10～50℃、90%r.h.以下※ただし、結露しないこと

使

外

目

＜無線中継部仕様＞

特定小電力無線受信機
項

項

使法

約 76（W）×135（H）×27（D）mm※ただし、コネクタや突起物は含まず

量

約 160 g

用

目
環

内

容

境

-10～50℃、90%r.h.以下※ただし、内部が結露しないこと

構

造

防塵防雨型 IP65

充電

充電方式
充電電圧
最大充電電流材

質

本体：定電圧充電方式：約 13.6 V DC
：約 0.6 A；PC＋ABS 樹脂

取付金具 ；SUS304＜無線送信部仕様＞

塗

無線送信ボックス

外

項

目

内

質

WW4455 形水晶式水位計発信器

入数

1点示

モノクロ液晶 128×64 ドット、LED バックライト付き力示

内容

現在水位※1、水位変化傾向、機器状態、各種設定
値、送信テスト

操

作

キー

4 個、
［MODE］、［］、［］、［ENTER］

水位入力周期

約 1 秒／1 分

水 瞬間値 送信周期直前の 1 秒ごとに測定した 5／10／15／20 秒／1 分※2 間の平均値
 送信周期内の 1 分ごとに測定した 2／5／10 分間の平均値※3処理

送

信周

期

1／2／5／10 分※ただし、テスト送信時は 3 秒周期

使

用

環

境

-10～50℃、90%r.h.以下※ただし、内部が結露しないこと

構

造

防塵防雨型 IP65

充電充電方式
充電電圧
最大充電電流

バ

ッ

テ

塗
外質形

寸

マンセル値 5Y7/1
約 300（W）×500（H）×165（D）mm※ただし、取付金具は含まず

量

約 5.8 kg

：定電圧充電方式：約 13.6 V DC
：約 0.17 A

項
使目用

環

ッテ

構
バ

内

容

境

-10～50℃、90%r.h.以下※ただし、内部が結露しないこと

造

防塵防雨型 IP65

リ

小型シール鉛蓄電池

バックアップ期間

約 1 カ月間

材

本体

質12 V 50 Ah；SUS304

取付金具 ；SUS304
塗
外形

寸

質

色

マンセル値 5Y7/1

法

約 500（W）×400（H）×200（D）mm※ただし、取付金具は含まず

量

約 33.0 kg

太陽電池部
項目

内

容

最大出力電力12 W

最大出力動作電圧

18.8 V

最大出力動作電流

0.64 A

約 1 カ月間※4

外法

約 350（W）×292（H）×293（D）mm

質

本体；PC＋ABS 樹脂
取付金具 ；SUS304

質

量

約 3.6 kgリ

バックアップ期間
材

色法

バッテリボックス

表位寸容

適 合 発 信 器
表形

小型シール鉛蓄電池

12 V 7.2 Ah

色

マンセル値 5Y7/1

法

約 300（W）×500（H）×165（D）mm※ただし、取付金具は含まず

量

約 8.9 kg形寸※ 1 変換器側で処理される、大気圧補正、密度補正、重力加速度補正およびゼロ点補正前の水位値となります。
※ 2 1 分平均は、送信周期 2 分以上の場合に指定できます。
※ 3 3 平均時間は、送信周期以下の条件で指定できます。
※ 4 4 送信周期 5 分、平均時間 20 秒の条件における、連続無日照時の稼働期間です。

GS WW4456-01
2024.08 9 版

４

＜無線通信仕様＞
項

目

伝送

方式

特定小電力無線

送

信

出

力

10 mW 以下

周波

内数

容

429 MHz 帯

周波数チャンネル数

40 波（内部切替方式）

通

信

方式

送信側からの単方向方式

変調

方式

2 値 FSK

無線伝送速度

4800 bps

ア

特定小電力無線送信機：1/4λホイップアンテナ
特定小電力無線中継機：1/4λホイップアンテナ
特定小電力無線受信機：高感度アンテナ※8 素子八木型（取付金具付）

ン

テナ

同 軸 避 雷 器

429 MHz 帯用

伝送信機～受信機間：最大 1 km（見通し距離）
送信機～中継機間：最大 0.6 km（〃）
中継機～中継機間：最大 0.6 km（〃）
中継機～受信機間：最大 1 km（〃）※伝送距離は、使用する環境で異なります。

５

送距

離

GS WW4456-01
2024.08 9 版

＜構成ブロック図＞■

無線送信部と無線受信部間の見通し距離が 1 km 以内の場合
無線送信部

無線受信部
最大1km
（見通し距離）

太陽電池部

高感度
アンテナ

最大50m

無線送信
ボックス

同軸
避雷器

特定小電力
無線受信機

最大200mWW4456形
水晶式水位計変換器

WW4455形
水晶式水位計発信器■

100 V ACまたは12 V DC

バッテリ

無線送信部と無線受信部間の見通し距離が 1 km を超える場合
無線送信部

無線中継部（1段目）

太陽電池部

無線送信ボックス

無線中継部（最大5段目まで）

太陽電池部
最大0.6km（見通し距離）太陽電池部
最大0.6km（見通し距離）

無線中継ボックス

無線中継ボックス

最大200mWW4455形
水晶式水位計発信器

バッテリボックス

バッテリボックス

最大1km（見通し距離）無線受信部
高感度アンテナ

最大50m

同軸
避雷器

特定小電力無線受信機
WW4456形
水晶式水位計変換器

100 V ACまたは
12 V DC

バッテリ※

WW4456 形水晶式水位計変換器のバッテリは、-A□2-□□□□形の場合に接続可能です。

※

破線部は、本製品に含まれません。

※ 伝送距離は、使用する環境で異なります。

GS WW4456-01
2024.08 9 版

６

＜外形

図＞

（ 単 位 ： mm ）無線送信部（無線送信ボックス）

無線中継部（バッテリボックス）

無線送信部（太陽電池部）

無線中継部（太陽電池部）

無線受信部（水晶式水位計変換器）
無線中継部（無線中継ボックス）

７

GS WW4456-01
2024.08 9 版

無線受信部（特定小電力無線受信機）

無線受信部（高感度アンテナ）無線受信部（同軸避雷器）＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WW4456-01
2024.08 9 版８