®

PicoScope 3000E シリーズ

携帯に最適、小型軽量小電力で高性能な
500 MHz, 5 GS/s, PCベース・オシロスコープ

5 GS/sサンプル、350 MHz 又は 500 MHz 周波数帯域
10ビット分解能 (拡張分解能14ビット)
2 GS 超ロングモリ
内蔵任意信号発生器
小型でポータブル、USBから電源供給
40種類のシリアルデコードを標準装備
セグメントメモリ、パーシスタンス、 高速波形更新
拡張演算、各種測定、マスクテスト、デジタルトリガ
PicoScope 7ソフトウエア ；Windows®, Mac ® , Linux® 対応
LabView®, MATLAB ® 及び 独自ソフトウエア作成
5年無償保証はじめにコンパクトでポータブルな USB 電源パッケージで、最大 500 MHz の帯域幅と 5 GS/s の PC ベースのオシロスコープの登場です！
PicoScope 3000E シリーズは、小型で軽量、ポータブルで、実験室でも移動中でも高度なエレクトロニクスやさまざまな組み込みシステム技術に取り組むエンジニアに最適な高性能仕様を提供する USB 電源 PC オシロスコープのシリーズです。
高度な PicoScope 7 測定ソフトウェアによってサポートされている PicoScope 3000E シリーズは、複雑なアナログおよびパワー エレクトロニクス設計の迅速でコスト効率の高いデバッグとパフォーマンス検証が可能です。また、組み込みシステムの設計、研究、テスト、教育、サービス、修理など、他の多くのアプリケーションにも最適なパッケージです。

高周波数帯域、高サンプリングレート、大容量メモリ
コンパクトなサイズ、低コストにも拘わらず、最大 500 MHz の入力帯域幅を持つ高性能なオシロスコープです。
更に、最高 5 GS/s のリアルタイム サンプリング レートにより、高周波信号を詳細に表示できます。
サンプリング レートが高いオシロスコープは多くありますが、
大容量メモリがなければ、このレートで長時間の記録をすることはできません。PicoScope 3000E シリーズは最大 2 GS のキャプチャ メモリを持ち、500 MHz PicoScope 3418E は
5 GS/s で20 ms/div (合計キャプチャ時間 200 ms) まで
データを記録できます。
PicoScope 3000E シリーズには、この大容量の波形メモリを最大限に活用するための強力なツールが多数含まれています。
使いやすいズーム機能により、マウスまたはタッチスクリー
ンでドラッグするだけでディスプレイを拡大したり再配置したりできます。また、ハードウェア加速機能により、ズーム レベルに関係なく、巨大な波形のすべてのグリッチを確認できます。
メモリ セグメンテーションにより、何千もの波形を次々にキャプチャして波形バッファ ナビゲータで表示し、マスク リミット テストや測定リミットなどの基準を使用してフィルタリングして、見たい波形にドリルダウンできます。
シリアル デコードや DeepMeasure などのより高度なツールは、
大容量メモリ内のすべての波形にわたって、データ パケットまたはイベントを分析可能です。PicoScope 3000E シリーズは市場で最も高性能なオシロスコープの 一つと言えます。

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope 3000E シリーズ 入力、出力、表示

チャンネル追従型カラーインジケータ
各 BNC 入力チャンネルの横にある色付きインジケータは、画面に表示されるトレースの色を変更すると自動的に追従し、エラーのないチャンネル識別を可能にします。

フロントパネル
入力チャンネル A ~ D

Aux I/O

電源 LEDAWG 出力ステータス/トリガ LED

リアパネル

SuperSpeed® USB-C® 接続

Kensington® NanoSaver®
セキュリティスロット

USB-C； PC接続用
デーダ/電源ポート、
ロック用ネジ穴付

5 V USB-C 外部電源入力（必要な場合）ロック用ネジ
穴付

PicoScope 3000E シリーズには、ホスト PC への接続と外部電源アダプタ (必要な場合) の両方に USB-C ソケットが搭載されています。USB-C は、付属の USB-A から C へのアダプ
タ ケーブルを使用して、波形を超高速で保存しながら、古い USB 規格との互換性を維持します。
PicoSDK® は、300 MS/s を超える速度で、ホスト コンピュータへの連続 USB ストリーミン
グをサポートします。
USB 接続により、高速なデータ取得と転送が可能になるだけでなく、現場からデータを印刷、コピー、保存、電子メール送信することも迅速かつ簡単に行えます。

PicoScope® 3000E シリーズ

信号の忠実度と品質
ほとんどのオシロスコープは価格に合わせて作られていますが、PicoScope は仕様に合わせて作られています。フロントエンドの設計とシールドに注意を払うことで、ノイズ、クロストーク、高調波
歪みを低減しています。
PicoScope 3000E シリーズには、長年のオシロスコープの設計経験が反映されており、帯域幅の平坦性が向上し、SFDR は 50 dBc、歪みは少なく、フル帯域幅での一般的なチャネル間アイ
ソレーション比は 500:1 を超えています。これは、これらの仕様を満たすことができない、またはまったく公開しないことが多い他のオシロスコープ メーカーに比べて、顕著な改善点です。
精度、正確性、再現性を保証するために、サンプリングされたデータのすべての処理（PicoScope 3000E のオンボードとソフトウェアの両方）は、使用中の ADC 解像度モードに関係なく、
少なくとも 16 ビットの解像度で実行されます。つまり、チャネル演算、補間、フィルタリング、解像度拡張などの機能を使用すると、更に詳細な信号を観測できます。
Pico Technologyは自社製品のダイナミックなパフォーマンスに自信を持っており、詳細な仕様を公開しています。
その結果、ユーザの皆さんは、画面に表示される波形を信頼できます。
PicoScope 3000E シリーズ:は、独自のパフォーマンスと 5 年間の保証付きです！

PicoScope® 3000E シリーズ

低レベル信号に対しても高解像度を提供
PicoScope 3000E は、8 ～ 14 ビットの解像度 (解像度拡張機能付) を備え、低レベル信号を高倍率で表示できます。これにより、下図に示すように、より大きな DC または低周波電圧に重畳されたノイズやリップルなどの特性を表示および測定できます。この画像は、14 ビットの解像度拡張で、1 kHz の矩形波に重畳された 100 kHz の正弦波を示しています。リップルは 50 倍の大きさの信号に乗っていますが、PicoScope 3000E の高解像度と大容量メモリにより、ズームインして細部まで確認および測定できます。
強力なソフトウェア フィルタ （ロー／ハイおよびバンドパス／ストップ） と解像度拡張を使用して、信号の詳細をさらに明らかにすることができます。たとえば、10 ビット モードと 20 MHz フィルターを組み合わせると、非常に小さな信号を表示できます。
PicoScope 3000E シリーズは、他のスコープよりもはるかに多くのフィルタセットを備えているだけでなく、アナログ とデジタルの両方のセットを備えているため、より効果的です。つまり、
ADC を含む信号パス全体のノイズが減衰されます。

14 ビットの解像度拡張で、1 kHz の矩形波に重畳された 100 kHz の正弦波を示していますｃPicoScope® 3000E シリーズ

FFT スペクトラム・アナライザ
スペクトラム表示は、周波数に対する振幅をプロットし、信号内のノイズ、クロストーク、または歪みを見つけるのに最適です。PicoScope のスペクトラム・アナライザは高速フーリエ変換 (FFT) タ
イプであり、従来の掃引方式のスペクトラム・アナライザとは異なり、単発波形のスペクトラムを表示できます。最大 100 万ポイントの PicoScope の FFT は、優れた周波数分解能と低いノイズ フロアを提供します。
ボタンをクリックするだけで、スコープの帯域幅までの最大周波数で、アクティブ チャネルのスペクトラムを表示できます。同じデータのオシロスコープ表示と並べて、複数のスペクトラムを表示できます。THD、THD+N、SNR、SINAD、IMD などの包括的な周波数領域の自動測定項目をディスプレイに追加できます。マスク リミット テストをスペクトラムに適用でき、AWG とスペクトラムモードを一緒に使用してスカラー ネットワーク解析を行うこともできます。

幅広い設定により、スペクトラムバンド (FFTビン) の数、スケーリング (log/log を含む)、および表示モード (瞬時、平均、またはピーク
ホールド) を選択できます。ウィンドウ関数の選択により、選択性、精度、ダイナミック レン
ジを最適化できます。

PicoScope® 3000E シリーズ

任意信号発生器
すべての PicoScope 3000E モデルには、100 μHz から 20 MHz の周波数範囲をカバーするファンクション・ゼネレータが組み込まれています。レベル、オフセット、周波数の基設定に加え、周波数スイープができます。スペクトラム・ピーク ホールド と組み合わせると、アンプとフィルターの応答をテストするための強力なツールになります。
トリガ・ツールを使用すると、スコープのトリガ、AUX入力のトリガ・イベント、マスク リミット テスト違反など、色んな条件が満たされたときに、波形の 1 サイクル以上を出力できます。
すべてのモデルには、14 ビット 200 MS/s 任意波形ジェネレータ (AWG) も含まれています。AWG 波形は、組込みの編集機能を使用して信号作成または編集したり、オシロスコープのト
レースをインポートしたり、スプレッドシートからロードしたり、CSV ファイルにエクスポートしたりできます。

PicoScope® 3000E シリーズ

デジタル・トリガ方式
多くのデジタル オシロスコープでは、依然としてアナログ コンパレータに基づくトリガ方式が使用されています。これにより、時間および振幅の誤差が生じますが、これらの誤差は必ずしも調整できるわけではなく、高帯域幅でのトリガ感度が制限されることがよくあります。
1991 年に 当社は、実際のデジタル化されたデータを使用した完全デジタル トリガ方式を初めて実現しました。この技術によりトリガ・エラーが削減され、全帯域幅でも最小の信号でトリガできます。トリガレベルとヒステリシスは、高い精度と解像度で設定できます。

拡張トリガ
PicoScope 3000E シリーズは、パルス幅、ラントパ
ルス、ウィンドウ、立ち上がり/立ち下がり時間、ロジック、ドロップアウトなどの拡張トリガを提供します。
ロジック・ トリガ機能を使用すると、任意のアナログ
入力のエッジ・トリガまたはウィンドウ・トリガの組み合わせでトリガすることもできます。たとえば、チャネ
ル B がハイの場合にのみチャネル A のエッジでトリガしたり、4 つのチャネルのいずれかが指定された
電圧範囲外になったときにトリガしたりできます。

トリガ・ホールドオフ
トリガ・ホールドオフは、トリガ後の遅延期間を設定する機能であり、その間は再度トリガが出来ません。
複雑な波形を確実かつ繰り返しトリガすることは難しい場合があります。たとえば、パルスのバースト波形を観察する場合、標準のエッジ・トリガはバースト内の任意の立ち上がりエッジでトリガされる可能性があります。その結果、重ね合わせた波形がちらついて表示され、見にくく、テスト対象の動作に関して意味をなさなくなります。
トリガー・ホールドオフを使用すると、トリガ後にスコープがそれ以上のトリガ・イベントを検索しない期間を設定できるため、デッド タイムを効果的に延長できます。従って、ホールドオフ時間をパル
ス列の幅よりも長くすると、以下に示すように、バースト波形が正しくトリガされます。

トリガ・ホールドオフがない場合、オシロスコープはバースト内の信号を誤ってトリガします。

トリガ・ホールドオフを適切に設定すると、オシロスコープはバースト
内の最初の立上りでのみ正しくトリガします。

PicoScope® 3000E シリーズ

パーシスタンス・モード

超 ロングメモリ

PicoScope のパーシスタンス・モード を使用すると、古いデータと新しいデータを重ね合わせて表示できるため、グリッチやドロップアウトを簡単に見つけて、それらの相対的な頻度を推定できます。これは、ビデオ波形や振幅変調信号などの複雑なアナログ信号を表示および解釈するのに役立ちます。色分けと強度のグレーディングにより、どの領域が安定していて、どの領域が断続的であるかが示されます。 Fast、Time、Frequency Persistenceの選択とそれぞれの調整ができます。

PicoScope 3000E シリーズ オシロスコープには、最大 2 ギガサンプルの波形キャプチャ メモリが搭載されています。これは、競合するオシロスコープの何倍もの容量です。大容量メモリにより、長時間の波形を最大サンプリング速度で波形取込みができます。実際、PicoScope
3000E シリーズは、200 ps の解像度で 200 ms の長さの波形を取得できます。

オシロスコープの性能を評価する際の重要な仕様は、特にパーシスタンス・モードでは、1 秒あたりの波形数で表す波形更新レートです。サンプリング レートは、オシロスコープが 1 つの波形またはサイクル内で入力信号をサンプリングする頻度を示しますが、波形更新レートは、オ
シロスコープが波形を取得する速度を示します。

波形更新レートが高いオシロスコープを使用すると、信号の動作をより視覚的に把握でき、ジッタ、ラントパルス、グリッチなどの一時的な異常（存在すら知らない場合もある）をオシロスコー
プが素早く捕捉できる可能性が大幅に高まります。
PicoScope 3000E シリーズの HAL4 ハードウェア アクセラレーションは、高速パーシスタン
ス・モードで 1 秒あたり 300,000 波形の更新レートを実現できます。

たとえば、パケット間のギャップが長い高速シリアル データや、数ミリ秒間隔のナノ秒レーザー
パルスをキャプチャする必要がある場合、ディープ メモリは非常に重要です。
大容量メモリは、他の用途でも役立ちます。キャプチャ メモリを最大 40,000 個のセグメントに分割できます。トリガ条件を設定して、キャプチャ間のデッド タイムを 最小700 nsまで 、各セグメントに個別のデータを保存できます。

高速トリガー モードでは、20 ミリ秒で 40,000 個の波形をキャプチャすることができ、これは 1
秒あたり 200 万波形の実効キャプチャ レートに相当します。
データを取得したら、探しているイベントが見つかるまで、メモリを 1 セグメントずつ順に調べる
ことができます。
更に強力なツールが付属しており、これらのすべてのデータを詳しく調べることができます。マス
ク リミット テストやカラー パーシスタンス モードなどの機能に加え、PicoScope ソフトウェアでは波形を最大 1 億倍まで拡大表示できます。ズーム ウィンドウを使用すると、ズーム領域のサイズと位置を簡単に設定できます。波形バッファ、シリアル デコード、ハードウェア アクセラレー
ションなどの他のツールは、大容量メモリで動作するため、PicoScope 3000E シリーズは強力でコンパクトなパッケージとなっています。

PicoScope® 3000E シリーズ

DeepMeasure
一つの波形で数百万の測定
パルス波形と周期の測定は、電気および電子機器の性能を検証する上で重要です。
DeepMeasure は、取得された波形の個々のサイクルごとに、パルス幅、立ち上がり時間、電圧などの重要な波形パラメータを自動的に測定します。各トリガ波形で最大 100 万サイクルを表示したり、複数の取得波形を組み合わせて表示したりできます。結果は簡単に並べ替え、分析し、波形表示と相関させたり、.CSV ファイルまたはスプレッドシートとしてエクスポートしてさらに分析できます。
例として、DeepMeasure を使用して 40,000 個のパルスをキャプチャし、最大または最小の振幅を持つパルスをすばやく見つけたり、スコープの大容量メモリを使用して 1 つの波形の 100
万サイクルを記録し、各エッジの立ち上がり時間をエクスポートして統計分析を行ったりすることができます。

PicoScope® 3000E シリーズ

シリアルバス・デコード及びプロトコル解析
PicoScope は、1-Wire、10BASE-T1S、ARINC 429、BroadRReach、CAN、CAN FD、CAN J1939、CAN XL、DALI、DCC、Differential Manchester、DMX512、Ethernet 10BASE-T、Extended UART、Fast Ethernet 100BASE-TX、FlexRay、I2C、I2S、I3C BASIC v1.0、LIN、Manchester、MIL-STD-1553、MODBUS ASCII、MODBUS RTU、NMEA-0183、パラレ
ル バス、PMBus、PS/2、PSI5 (センサー)、Quadrature、RS232/UART、SBS Data、SENT Fast、SENT Slow、SENT SPC、SMBus、SPI-MISO/MOSI、SPI-SDIO、USB (1.0/1.1)、
Wind Sensorプロトコル データを標準でデコードできます。さらに多くのプロトコルを開発中です。それらは、将来的には無料のソフトウェアアップグレードで利用可能になります。
グラフ形式では、共通の時間軸上の波形の下に、データバス タイミング形式でデコードされたデータ (16 進数、2 進数、10 進数、または ASCII) が表示され、エラー フレームは赤でマークされます。これらのフレームを拡大して、ノイズや信号の整合性の問題を調査できます。
表形式では、データとすべてのフラグおよび識別子を含む、デコードされたフレームのリストが表示されます。フィルタリング条件を設定して、関心のあるフレームのみを表示したり、指定したプロ
パティを持つフレームを検索したりできます。統計機能では、フレーム時間や電圧レベルなど、物理層に関する詳細情報が表示されます。表内のフレームをクリックすると、オシロスコープの表
示が拡大され、そのフレームの波形が表示されます。
PicoScope では、「Link File」スプレッドシートをインポートして、データをユーザー定義のテキスト文字列にデコードすることもできます。これにより、16 進数を人間が判読できる形式に相互参照することで、分析を高速化できます。たとえば、テーブル表示で「Address: 7E」と表示する代わりに、対応するテキスト「Set Motor Speed」などが表示されます。すべてのフィールド
見出しを含むLink File テンプレートは、シリアル テーブル ツールバーから直接作成し、スプレッドシートとして手動で編集して相互参照値を適用できます。

PicoScope® 3000E シリーズ

マスクリミット・テスト

波形バッファ及びナビゲータ

マスク リミット テストでは、ライブ信号を既知の良好な信号と比較することができ、生産環境およびデバッグ環境向けに最適です。既知の良好な信号をキャプチャし、それを使用してマスクを自動生成し、テスト対象のシステムを測定するだけです。
PicoScope はマスク違反をチェックし、合否テストを実行し、断続的なグリッチをキャプチャし、測定ウィンドウにフェイル数やその他の統計値を表示できます。マスク
は、将来の使用のためにライブラリに保存したり、エクスポート /インポートして他の
PicoScope ユーザーと共有することもできます。

波形にグリッチを見つけたのに、スコープを停止したときには消えていた、という経験はありませんか? PicoScope を使用すれば、グリッチやその他の一時的なイベントを見逃す心配はありま
せん。PicoScope は、最新の 40,000 のオシロスコープ波形またはスペクトラム波形を循環波形
バッファに保存できます。
バッファ ナビゲータは、波形をナビゲートおよび検索する効率的な方法を提供し、実質的に時間を戻すことができます。マスク リミット テストなどのツールを使用して、バッファ内の各波形をスキャンし、マスク違反を探すこともできます。

PicoScope® 3000E シリーズ

測定機能：概要
PicoScope 7 には、表示される波形に適用できる、内蔵の測定機能が多数用意されています。DUT 波形の特性が時間の経過とともに変化すると、測定はライブ波形に基づいて現在の結果を追跡して表示します。統計を表示して、テスト期間中の平均値、中間値、最大値、最小値、標準偏差値を表示できます。

測定機能： パス／フェイル・リミットテスト
PicoScope ソフトウェアは、あらゆる測定に対してパス／フェイル・リミットテストを提供します。これにより、測定結果が指定値を上回るか下回ると、測定ウィンドウ内に視覚的な表示が提供されます。
パス／フェイル・リミットテストをアクションと組み合わせると、測定結果がしきい値を上回るか下回ると、ユーザーに直ちに警告したり、他のアクションを実行したりできます。
波形バッファをフィルタリングして測定リミット違反の波形のみを表示することで、PicoScope の大容量メモリにキャプチャされた何千もの波形の中から関心のあるポイントを素早く識別できます。

PicoScope® 3000E シリーズ

測定機能： ロギング
PicoScope を使用すると、測定結果をファイルに記録して後で分析することができます。結果のログは、熱やその他の影響によるドリフトを評価する場合など、中期または長期のテストで回路のパフォーマンスを特性評価するために使用したり、電源電圧などの外部制御変数に対する機能をチェックするために使用することができます。
記録される行の最大数は、ユーザーが設定値またはディスク容量によって制限されます。

Read more about Measurements.

PicoScope® 3000E シリーズ

測定機能：パワー測定
PicoScope ソフトウェアは、一連の電力測定 (さらに開発中) と以下の項目を含む関連する電力パラメータを提供します。
•

True power （実行電力）•

Reactive power （無効電力）•

Apparent power （皮相電力）•

Power factor （力率）

PicoScope を使用すると、チャネル演算を使用して電力測定値をグラフ化したり、測定オプションを使用して連続値や統計値を画面に表示できます。

IGBT (insulated-gate bipolar transistor) switching-loss measurements

パワー測定設定画面

誘導負荷のパワーアップシーケンス

PicoScope® 3000E シリーズ

アクション
PicoScope は、特定のイベントが発生したときにアクションを実行するようにプログラムできます。
アクションをトリガできるイベントには、測定機能およびマスクリミット違反、トリガイベント、バッファフルなどがあります。
PicoScopeが実行できるアクション：
•
•
•
•
•
•

キャプチャ停止
csv、.png、.matlab などの任意の形式で波形をディスクに保存
サウンドを再生信号発生器または AWG をトリガ
外部アプリケーションまたはスクリプトを実行
シリアルデコードされたデータをディスク上のファイルにエクスポート

アクションとマスクリミット・テストを組み合わせることで、強力で時間を節約できる波形監視ツールを作成できます。既知の良好な信号をキャプ
チャし、その周囲にマスクを自動生成してから、アクションを使用して、仕様を満たさない波形 (時刻/日付スタンプ付き) を自動的に保存します。

ハードウエア・アクセラレーション・エンジン (HAL4)
一部のオシロスコープでは、ディープ メモリを有効にすると画面の更新速度が遅くなり、コントロールが応答しなくなるなどの問題が発生します。PicoScope
3000E シリーズでは、オシロスコープ内部に専用の第 4 世代ハードウェア ア
クセラレーション (HAL4) エンジンを使用することで、この制限を回避しています。
超並列設計により、PC 画面に表示される波形イメージが効果的に作成され、毎秒最大 20 億のサンプルを継続的にキャプチャして画面に表示できます。
ハードウェア・アクセラレーション・エンジンにより、USB 接続や PC プロセッサのパフォーマンスがボトルネックになるという懸念が解消されます。

PicoScope® 3000E シリーズ

タイムスタンプ
PicoScope 3000E シリーズは、ハードウェア ベースのトリガ ・タイムスタンプ機能を備えています。各波形には、前の波形からのサンプル間隔でタイムスタンプを付けることができます。トリガの再アーム時間は、< 700 ns (代表値) まで高速化できます。

PicoScope® 3000E シリーズ

チャンネル演算及びフィルタ
PicoScope のチャンネル演算は競合より優れています。加算や反転などの単純な関数を選択することも、方程式エディタを開いてフィルタ(ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドストップ・ フィルタ)、三角法、指数、対数、統計、積分、微分などの複雑な関数を作成することもできます。
各スコープ 画面に最大 8 つの実際のチャネルまたは計算されたチャネルを表示します。スペースが不足した場合は、別のスコープ画面を開いて追加できます。また、チャネル演算を使用して、複雑な信号の新たな詳細を明らかにすることもできます。たとえば、時間の経過に伴う信号のデューティ サイクルや周波数の変化をグラフ化できます。

PicoScope ソフトウエアのカスタムプローブ機能
カスタムプローブ機能を使用すると、オシロスコープに接続するプローブ、センサ、またはトランスデューサのゲイン、減衰、オフセット、およびリニアリティを補正できます。この機能を使用すると、電流プローブの出力をスケーリングして、アンペアを正しく表示できます。より高度な使用方法としては、テーブル ルック
アップ機能を使用して非線形温度センサーの出力をスケーリングする方法があります。
標準の Pico 提供のオシロスコープ プローブと電流クランプのスケール値は含まれています。ユーザーが作成したプローブのスケール値は、今後のために保存できます。

PicoScope® 3000E シリーズ

超高精細度ディスプレイ
PicoScope は、ホストコンピュータのディスプレイを使用します。このディスプレイは、従来のベンチトップオシロスコープに搭載されている専用ディスプレイよりも通常大きく、解像度も高くなります。これにより、時間領域と周波数領域の波形、デコードされたシリアルバステーブル、統計情報を含む測定結果などを同時に表示できます。
PicoScope ソフトウェアは、4K 超高解像度モデルを含む大型ディスプレイ サイズの解像度を最大限に活用できるように自動的にスケーリングされます。3840 x 2160 の解像度 (800 万
ピクセル以上) を備えた PicoScope を使用すると、エンジニアはテスト対象デバイスの複数のチャネル (または同じチャネルの異なる画面表示) を分割画面で表示して、より短時間でより多くの作業を行うことができます。例に示すように、複数のオシロスコープとスペクトラム・アナライザのトレースを一度に表示することもできます。

PicoScope 3000E シリーズで高解像度の信号を表示する場合、大型の高解像度ディスプレイが真価を発揮します。4K モニターを搭載した PicoScope は、従来のスコープの 10 倍以上の情報を表示できるため、小型のポータブル オシロスコープで大型ディスプレイと機能をどのように組み合わせるかという問題を解決できます。

PicoScope はデュアル・モニタもサポートしています。1 つ目のモニタには機器のコントロール部と波形を表示し、2 つ目のモニタにはシリアルプロトコル・デコーダからの大規模なデータセットまたは DeepMeasure の結果を表示できます。ソフトウェアはマウスまたはタッチスクリーンでコントロールできます。

PicoScope® 3000E シリーズ

View per channel オプション
View per channel では、各チャネルに、各チャネルのフル解像度を使用する独自のビューポートがあります。
複数のチャネルがアクティブな場合は、[Views] メニューを選択し、[View per ch. ] を選択します。
各チャンネルプロットは独自の画面に表示されます。それらの画面は、各スコープタブを希望の位置にドラッグすることで、表示設定に合わせて並べ替えることができます。各チャンネル
画面をグリッドに合わせたり、チャンネルを行または列に表示したり、組み合わせて表示したりできます。

PicoScope® 3000E シリーズ

強力なツールが生み出す多くのオプション
PicoScope には、波形の取得と解析・に役立つ強力なツールが多数用意されています。これらのツールは単独でも使用できますが、PicoScope の真の威力は、それらが連携して動作するように設計されている点にあります。
たとえば、高速トリガ・モードでは、数ミリ秒で 40,000 個の波形を収集でき、波形間のデッドタイムは最小限に抑えられます。これらの波形を手動で検索すると時間がかかるため、正しい波形を選択してマスクツールでスキャンします。完了すると、測定結果から不合格の波形の数が表示され、波形ナビゲータを使用して、問題のない波形を非表示にして問題のある波形のみを表示できます。また は、測定値を追加して上限と下限を設定し、波形ナビゲータ内でフィルタ処理して、設定した制限をパスまた はパスしな
い波形のみを検索して表示します。
スクリーンショット（右）は、チャンネル A の信号の周波数の変化と時間の関係をグラフで示しています。代わりに、デューティ サイクルの変化をグラフでプロットすることもできます。AWG から波形を出力し、トリガー条件が満たされたときに波形を自動的にディスクに保存することも可能です。PicoScope のパワーがあれば、可能性はほぼ無限です。PicoScope ソフトウェアの機能についてさらに詳しく知るには、オンラインのA to Z of PC Oscilloscopes.を参照して下さい。

高機能を標準装備
PicoScope は、オプションの追加により価格が大幅に上昇する他の会社のオシロスコープとは異なります。当社のスコープでは、シリアル・デコード、マスク リミット・テスト、高度なチャネル
演算、セグメントメモリ、ハードウェアベースのタイムスタンプ、信号発生器などのハイエンド機能がすべて価格に含まれています。
PC ソフトウェアとスコープ内のファームウェアの両方を無償で更新できます。Pico Technology は、長い間、ソフトウェアのダウンロードを通じて新機能を無料で提供してきました。その為、当社製品のユーザーは、長期に渡って製品を使い続けることができます。

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope 7 ソフトウエア – オシロスコープ表示
Running/Stopped コントロール: クリックするとTimebase sampling controls: Sec/Div を設定して波形取得の波形の表示が開始されます。もう一度クリックすると停止します。キーボードのスペース バーにも同じ機能があります。

サンプリングレートを決定します。
Sampling controlsでは、 Buffer memory 優先かSample rate
優先を選択します：
Buffer memory 優先モードでは、キャプチャメモリー長が一定になるようにサンプリングレートを設定します。 Sample rate優先モードでは、サンプルレートが一定になるようにメモリ長を調整します。

チャンネルコントロール: 各チャンネルは、
PicoScope 入力コネクタの 1 つに対応します。
測定を行う前に、プローブ設定、チャンネル名
割り当て、垂直スケーリング、オフセット、入力
カップリング、その他の必要なパラメータを設定します。

Trigger controls（トリガ・コントロール）: メイン設定及び拡張トリガにすばやくアクセスできます。

Waveform buffer navigator （波形バッファ ナビゲータ）: PicoScope は、最新の 40,000 個のオシロスコープ波形またはスペクトラム波形を循環波形ッファに保存できます。バッファ ナビゲータは、波形をナビゲートおよび検索する効率的な方法を提供します。

Zoom:
ズームインして拡大
し、クリックまたはドラッグしてパンします。

帯域幅 (BW) 制限: 有効なBWは、選択した電圧レンジと分解能に依存します。
オートモードでは、設定に基づいた利用可能な
最高の BW を選択します。使用中の BW リミット
は、各チャンネル コントロールに表示されます。

トリガマーカー：トリガイベントのチャ
ネル、信号レベル、および時間を表示します。ドラッグして調整できます。

シリアル プロトコル デコード: 使用中のシリアル
デコーダがここにリストされます。

Views: 別のス

自動測定： 演算された測定値を表示します。

コープ、スペクトラム
表示、または XY を表示し、別の画面に移動することもできます。

各ビューに必要な数の測定値を追加できます。
各測定には、その変動性を示す統計パラメータが含まれます。

トリガされた各キャプ
チャ波形において、最大 100 万波形の重要な
波形パラメータを自動測定します。

DeepMeasure：

リファレンス波形: 必要な波形を保存して表示し、ライブ データと比較できます。
特定のイベントが発生したときに PicoScope が実行するようにプログラムできる機能です。アクショ
ンには、キャプチャの停止、波形の保存、サウンドの再生、信号発生器のトリ
ガ、アプリケーションの実行などがあります。

Actions：
Rulers: 目盛りを数えなくても画面上で波形測定を行うことができます。

Masks: マスク リミット テストでは、ライブ

Serial decoding:Math channels （チャンネル演算）：高度な信号と既知の良好な信号を比較することができ、生産とデバッグに最適です。既知の良好な信号をキャプチャし、その周りにマスクを生成して、テスト対象のデバイスを監視するだ
けです。

PicoScope には 40
種のシリアル プロトコ
ル デコーダが標準で内蔵されており、追加料金なしです。

科学関数、三角関数、バッファ、フィルタ、カップラk関数、および基本的な算術演算。

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope 7 ソフトウエア – スペクトラムアナライザ表示
スペクトラム・コントロール： 周波数範囲、ウィンドウ関数 (ブラックマン、ガウス、三角、
ハミング、ハン、ブラックマンハリス、フラットトッ
プ、矩形）、ビンの数(ビン幅と収集時間は計算され、表示されます。）、およびXY軸の設定をします。

トリガ・コントロール： オシロ
スコープの拡張トリガ機能はス
ペアナモードでも有効で、単発のスペクトラムもキャプチャできます。

測定モード： 以下のモー

オートセットアップ： まず

周波数ルーラー（カーソル）:

dB/電圧ルーラー（カーソル）:

ドを切り替えます； オシロス
コープ、スペクトラム・アナラ
イザ、XY表示、パーシスタンス

ここをクリックして信号を見つけ、次に他の設定を使用して調整します。

ルーラーを左から右にドラッグして、軸上の点をマークします。
ルーラー表示には、各ルーラーの周波数とそれらの差が表示されます。

上または下にドラッグして軸上の点をマークします。ルーラー表示には、各ルーラーのデシベル/電圧
値とそれらの差が表示されます。

ズーム ウィンドウ: すべてのアク
ティブ・チャネルの全波形を表示しま
す。灰色の四角形は、現在の主画面で表示されている領域を示します。

信号発生器: 任意波形
発生器 (AWG) を内蔵したオシロスコープ用。標準信号または任意波形を生成します。周波数ス
イープ モードが含まれます。

ルーラー表示: 画面に配置したすべてのルーラーの位置を表示します。
ビューにルーラーを配置するたびに自動的に表示されます。

詳細表示: クリックすると、利用可能なツールが表示され、すばやくアクセスできます。

ルーラーをロック: 1 つのチャネルに
2 つのルーラーを表示すると、ルー
ラー表示の横にロック解除された鍵が表示されます。このボタンをクリックすると、2 つのルーラーがロックされ、互いに追従します。一方をドラッグすると、もう一方をドラッグした位置まで移動し、一定の間隔が維持されます。ルー
ラーがロックされると、ボタンは「ロックされた鍵」に変わります。

各種測定、チャネル演算、
シリアル プロトコル デ
コード、ルーラー、リファ
レンス波形、マスク、アクションなどのお気に入りのツールや機能は、カスタム UI
パネルでワンタッチで利用できます。

波形をナビゲートする: 拡大表
示中にクリックすると、周波数範囲
が上下に移動します。

チャネル軸: 各チャネルに

測定統計: 各測定の最小値、最大値、測定ウィンドウ: ダイナミックに更新される自動測定。

は色分けされた軸があります。
上下にドラッグするとポジションが移動します。

平均値、標準偏差が計算され、表示されます。

多くの時間および周波数領域の測定項目から選択します。測定ウィンドウはメイン・ディスプレイから切り離すことができ、別のモニターに移動することもできます。

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoSDK – アプリ作成
弊社の無料ソフトウェア開発キット PicoSDK を使用すると、独自のソフトウェアを作成でき、Windows、macOS、Linux 用のドライバが含まれています。弊社の GitHub organization ページで提供されているサンプル コードでは、National Instruments LabVIEW や MathWorks MATLAB などのサードパーティ ソフトウェア パッケージや、C/C++、C#、Python などのプログラミング言語とのインターフェイス方法を示しています。
その他の機能の中でも、ドライバはデータ ストリーミングをサポートしています。これは、300 MS/s を超える速度で連続したギャップのないデータを PC またはホスト・コンピューターに直接キャプチャするモードのため、スコープのキャプチャ メモリのサイズによる制限はありません。ストリーミング モードでのサンプリング レートは、PC の仕様とアプリケーションの読み込みによって決まります。
また、PicoScope ユーザーの活発なコミュニティもあり、テストおよび測定フォーラムや Web サイトの PicoApps セクションでコードとアプリケーション全体を共有しています。ここに示す周波数応
答アナライザーは、フォーラムで人気のあるアプリケーションです。

Copyright © 2014-2024 Aaron Hexamer. Distributed under GNU GPL3.

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoLog 6 ソフトウエア

実験室を持ち歩く

PicoScope 3000E シリーズ オシロスコープは、PicoLog 6 データ ロギング ソフトウェアでもサポートされているため、1 回の波形取込みでで複数のユニットの信号を表示および記録できます。

従来のベンチトップ オシロスコープはベンチのスペースを多く占有します。

PicoLog 6 は、チャネルあたり最大 1 kS/s のサンプル レートが可能で、複数のチャネルで同時に電圧や電流レベルなどの一般的なパラメータを長期にわたって観察するのに最適です。一方、PicoScope ソフトウェアは、波形や高調波の解析に適しています。
PicoLog 6 を使用すると、オシロスコープのデータをデータ ロガーやその他のデバイスと一緒に表示することもできます。たとえば、PicoScope で電圧と電流を測定し、TC-08 熱電対データ
ロガーを使用して両方を温度に対してプロットすることができます。

PicoScope 3000E シリーズ オシロスコープは、小型でポータブルでありながら、研究室や移動中のエンジニアが必要とする高性能仕様を備え、このクラスの機器としては最も低い価格を実現しています。
PicoScope ソフトウェアはスコープの価格に含まれており、無料でダウンロードでき、無料でアップデートでき、必要な数の PC にインストールできるため、スコープなしでオフラインでデータを表示/分析できます。

PicoLog クラウド
PicoScope またはデータロガーは、ローカル ディスクにキャプチャし、キャプチャしたデータを安
全なオンライン クラウド メモリに直接ストリーミングできます。これは完全に無料です。
この機能は、シンプルなユーザー インターフェイスのデータ ロギング・アプリケーションを作成するという当社のビジョンに基づいており、技術者でも非技術者でも同じように簡単に使用できます。
PicoLog Cloud (PicoLog 6 に組み込まれています) は、ライブ キャプチャ データをリモート
PicoLog Cloud スペースに直接送信し、さらにクラウドに保存されたキャプチャを表示するための拡張機能を提供します。
PicoLog 6 は、Windows、macOS、Linux、Raspberry Pi OS で利用できます。

旅行の際、スコープを飛行機に持ち込む場合も問題ありません!
手荷物やノートパソコンのケースに簡単に収まります。

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope 3000E シリーズ 仕様
PicoScope モデル：

3417E

3418E

垂直 (アナログチャンネル)入力チャンネル

4350 MHz
周波数帯域 (–3 dB)
立上り時間 (10% ~ 90%, −2 dB フルスケー 1.2 ns
ル)
帯域制限
20, 50, 100, 200, 350 MHz
8 ビットモード
選択
20, 50, 100, 200 MHz
10 ビットモード
垂直分解能

8 ビット、 10 ビット

拡張垂直分解能 （ソフトウエア）

ハードウエア分解能+ 4 ビット

入力コネクタBNC(f)

入力インピーダンス

入力カップリング
入力感度
入力レンジ （フル
スケール）

50 Ω

50 Ω ±2 %

1 MΩ
50 Ω
1 MΩ
50 Ω
1 MΩ
50 Ω

1 MΩ ±1 % ∥ 13 pF ±2 pF
DCAC/DC
1 mV/div ~1 V/div (10 div.)
1 mV/div ~ 4 V/div (10 div.)±5 mV[1], ±10 mV[2], ±20 mV[3], ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V

1 MΩ[1] ±5 mV ；100 MHzまで有効[2] ±10 mV ；200 MHzまで有効[3] ±20 mV ；350 MHzまで有効±5 mV[1], ±10 mV[2], ±20 mV[3], ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V

DC ゲイン精度±(信号の1% + 1 LSB)

DC オフセット精度±(フルスケールの2% + 200 µV)
オフセット精度は”ゼロオフセット”機能の使用で改善されます。

LSB サイズ （量子化ステップサイズ）

8 ビットモード

入力レンジの < 0.4%

10 ビットモード

入力レンジの < 0.1%

アナログオフセット・レンジ（垂直位置調整）±250 mV (±5 mV ~ ±200 mV レンジ)
±2.5 V (±500 mV ~ ±2 V レンジ)
±5 V (±5 V レンジ, 50 Ω 入力)±20 V (±5 V ~ ±20 V レンジ, 1 MΩ 入力)

アナログオフセット・コントロール精度

上記のDC精度に加えて、オフセット設定の±1%

過電圧保護

1 MΩ

±100 V (DC + AC ピーク) 10 kHzまで

50 Ω

5.5 V RMS max, ±20 V pk max

500 MHz925 ps20, 50, 100, 200, 350, 500 MHz

水平最高サンプリング・レート（リアルタイム、 8 ビット
モード ）最高サンプリング・レート（リアルタイム、 10 ビット
モード ）5 GS/s ＠1 チャンネル
2.5 GS/s ＠2 チャンネル
1.25 GS/s ＠3 又は 4 チャンネル

2.5 GS/s ＠1 チャンネル
1.25 GS/s ＠2 チャンネル
625 MS/s ＠3 又は 4 チャンネル

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope モデル:

3417E

最高サンプリング・
レート； USB 3.0 スト
リーミングモード[4]PicoScope 7~50 MS/s

PicoSDK~300 MS/s （8 ビットモード）~150 MS/s （10 ビットモード）

最高サンプリング・
レート； USB 2.0 スト
リーミングモード[4]PicoScope 7~10 MS/s

PicoSDK~30 MS/s （8 ビットモード）~15 MS/s （10 ビットモード）[4] アクティブ・チャンネル間で分割、PC

3418E

に依存
2 GS （8 ビットモード）
1 GS （10 ビットモード）

キャプチャ・メモリ[5][5] アクティブ・チャンネル間で分割

最大サンプリング
レートでの最大単一
キャプチャ時間

PicoScope 7

200 msPicoSDK

400 ms

キャプチャ・メモリ （連続 PicoScope 7
ストリーミング）
PicoSDK

250 MS

波形バッファ （セグメント PicoScope 7
数）
PicoSDK

40 000

時間軸レンジ

1 ns/div ~ 5000 s/div

初期タイムベース精度±5 ppm

タイムべース・ドリフト±1 ppm/year

ADC サンプリング

全アクティブチャンネルに置いて同時サンプリング

デバイスのメモリ全体を使用してバッファリングし、キャプチャの合計時間に制限はありません、

2 000 000

ダイナミック・パフォーマンス （代表値）
クロストーク

500:1 以上 （DCから被害チャネルの帯域幅ま；同一電圧レンジ）

高調波歪 （10 MHz,
−2 dBfs 入力）

8 ビット– 5 0 dB 以上 （±50 mV ~ ±20 V レンジ）

10 ビット

– 6 0 dB 以上 （±50 mV ~ ±20 V レンジ）

SFDR
(10 MHz, −2 dBfs
入力)

8 ビット

50 dB 以上 （±50 mV ~ ±20 V レンジ）

10 ビット

60 dB 以上 （±50 mV ~ ±20 V レンジ）

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope モデル:

3417E

3418E
Bandwidth filter

RMS ノイズ

Range

/Div

20 MHz
10-bit50 MHz
10-bit

100 MHz
10-bit

200 MHz
10-bit

350 MHz
8-bit

500 MHz
8-bit

±5 mV

1 mV

0.023 mV

0.036 mV

0.051 mV

0.080 mV

0.10 mV

0.11 mV±10 mV

2 mV

0.023 mV

0.036 mV

0.051 mV

0.083 mV

0.11 mV

0.12 mV±20 mV

4 mV

0.024 mV

0.036 mV

0.052 mV

0.10 mV

0.15 mV

0.17 mV±50 mV

10 mV

0.049 mV

0.052 mV

0.071 mV

0.13 mV

0.27 mV

0.33 mV±100 mV

20 mV

0.098 mV

0.098 mV

0.098 mV

0.20 mV

0.46 mV

0.63 mV±200 mV

40 mV

0.20 mV

0.20 mV

0.20 mV

0.37 mV

0.91 mV

1.30 mV±500 mV

100 mV

0.49 mV

0.54 mV

0.72 mV

1.30 mV

2.30 mV

3.40 mV±1 V

200 mV

0.98 mV

0.98 mV

0.98 mV

2.0 mV

4.10 mV

6.30 mV±2 V

400 mV

2.0 mV

2.0 mV

2.0 mV3.70 mV

8.10 mV

12 mV

±5 V

1V

4.9 mV

5.5 mV

7.6 mV

14 mV

23 mV

34 mV

±10 V

2V

9.8 mV

9.8 mV

9.8 mV

22 mV

41 mV

63 mV

±20 V

4V

20 mV

20 mV

20 mV

41 mV

81 mV

125 mV

リニアリティ

≤ 2 LSB ： 8 ビットモード≤ 4 LSB ： 10 ビットモード

帯域内 フラットネス(+0.5 dB, – 3 dB) DC ~ 最高帯域

低帯域 フラットネス
トリガ
ソース< ±6% (又は ±0.5 dB) DC ~ 1 MHz
アナログ・チャンネルの何れか、またはAUX I/O トリガ
なし、オート、リピート、シングル、高速（セグメント・メモリ）
エッジ (立上り、立下り、立上り／立下り)、ウィンドウ (進入、退出、進入または退出)、パルス幅 (正または負、またはいずれかのパルス)、ウィンドウ パルス幅 (ウィンドウ内、ウィンドウ外、またはいずれかの時間)、レベル ドロップアウト (高/低、またはいずれかを含む)、ウィンドウ ドロップアウト (内、外、またはいずれかを含む)、インターバル、ラント (正または負)、遷移時間 (上上り/立下り)、ロジック
ロジック・トリガ機能：
任意のトリガ・ソース (アナログ・チャネルとAUX入力) の AND/OR/NAND/NOR/XOR/XNOR 関数
アナログ チャネルとAUX入力の任意の組み合わせのユーザー定義ブール関数 (PicoSDK のみ)

トリガモード拡張トリガ （アナログ・チャンネル）

トリガ感度（アナロ
グチャンネル）
プリトリガ
ポストトリガ・ディレイ

デジタル・トリガは、調整可能なヒステリシスを備え、スコープ全帯域で1 LSBの精度を提供します。
PicoScope 7
PicoSDK

トリガホールドオフ時間
Rapid（高速）トリガモードの再トリガ時間
PicoScope 7
最大トリガ・レート
PicoSDK
波形更新速度
トリガ・タイムスタンプ

キャプチャメモリー長の100%まで可能
ゼロから > 4x109 サンプルまで、サンプル・ステップで選択可 （ディレイ範囲は、5 GS/s、200 ps ステップで0.8 s）
ゼロから > 1x1012 サンプルまで、 1 サンプル・ステップで選択可 （ディレイ範囲は、5 GS/s、200 ps ステップで > 200 s ）各トリガ・イベント後の再トリガを、最大 4 x 109 サンプルインターバルまで、ユーザー設定時間で遅延します。
最高速タイムベースで < 700 ns
20 ms で 40 000 波形
1 秒あたり 200 万波形の速度で、メモリ・セグメント数までの波形数。
最高 300 000 波形／秒； PicoScope 7 の高速パーシスタンス・モード
各波形には、サンプル間隔の分解能で前の波形からの時間がタイムスタンプされます。

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope モデル：

3417E

3418E

AUX トリガ
トリガ・タイプ （オシロスコープをトリガ）
トリガ・タイプ （AWGをトリガ）
入力周波数帯域
入力特性
入力・スレッシュホールド
入力ヒステリシス
AUX 出力機能
出力電圧
出力インピーダンス
出力立上り時間
カップリング
過電圧保護
コネクタ
ファンクション・ゼネレータ

エッジ、パルス幅、ドロップアウト、インターバル、ロジック
立上がりエッジ、立下がりエッジ、ゲートハイ、ゲートロー> 10 MHz

標準出力信号

正弦波、方形波、三角波、DC 電圧、ランプアップ、ランプダウン、sinc 波、ガウシアン、半正弦波
100 μHz ~ 20 MHz

出力周波数レンジ
出力周波数精度
出力周波数分解能
スイープ・モード
トリガ
ゲート
疑似ランダム出力信号
出力電圧レンジ
出力電圧調整
DC 精度
振幅平坦性
SFDR

3.3 V CMOS ハイ・インピーダンス入力、DC カップル
固定値： （ロー ； < 1 V）、 （ハイ； > 2.3 V ） ： 3.3 V CMOSに最適
1.3 V max (VIH < 2.3 V, VIL > 1 V)
トリガ出力
3.3 V CMOS (VOH > 3.2 V, VOL < 0.1 V ：ハイインピーダンス負荷)
約 270 Ω
BNC出力端： < 15 ns
DC
最大 ±20 V ピーク
BNC(f)

オシロスコープの時間軸精度 ± 出力周波数分解能< 1 μHz
アップ、ダウン、両方向 ； スタート／ストップ周波数及び増分の選択可
フリーラン、または 1 ～ 10 億の波形サイクル数、または周波数スイープ。 トリガは、オシロスコープ、AUXトリガ、手動から選択可
波形出力はAUXトリガ入力またはソフトウェアを介してゲート（一時停止）できます。
ホワイト ノイズ； 出力電圧範囲内で振幅とオフセット選択可
疑似ランダム・バイナリーシーケンス(PRBS)； 出力電圧範囲内で高レベルと低レベルを選択可、最大 20 Mb/s までビット レートを選択可。
±2.0 V ；入インピーダンス負荷 （±1.0 V ； 50 Ω負荷）
信号振幅とオフセットは、± 2 V の範囲内で約 0.3 mV ステップで調整可能
フルスケールの±1 % （入インピーダンス負荷）< 1.5 dB （20 MHzまで）、代表値、正弦波（50 Ω負荷）
> 70 dB, 10 kHz フルスケール正弦波
50 Ω ±1%

出力抵抗
過電圧保護
最大 ±20 V ピーク
BNC(f)
コネクタ
任意信号発生器 （AWG）
200 MS/s
更新レート
32 kS
バッファ・サイズ
垂直分解能
14 ビット （出力ステップサイズ； 0.3 mV）> 20 MHz
周波数帯域 (−3 dB)
立上り時間 (10% to 90%)
< 10 ns (50 Ω 負荷)
スイープ・モード、トリガ、周波数精度＆分解能、電圧レンジ＆精度、出力特性はファンクションゼネレータと同じ。
スペクトラム・アナライザ
DC ~ 350 MHz
周波数レンジ
表示モード
Y 軸（単位）DC ~ 500 MHz

ノーマル、アベレージ、ピーク・ホールド
Log （dBV, dBu, dBm, 任意基準 dB）または リニア （電圧）PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope モデル：
X軸
窓関数
FFT ポイント数
チャンネル演算
関数
演算対象
自動測定

3417E

3418E

リニア又はLogスケール
矩形、ガウシアン、三角形、ブラックマン、ブラックマン−ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ
128から100万まで2の累乗で選択可能−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、遅延、平均、周波数、微分、積分、最小、最大、ピーク、デューティ、ハイパ
ス、ローパス、バンドパス、バンドストップ、カップラー、トップ、ベース、振幅、正のオーバーシュート、負のオーバーシュート、位相、遅延、移動、デスキュー、有効電力、皮相電力、無効電力、力率
A ~ D （入力チャンネル）、 T （時間）、 リファレンス波形、 π 、 定数

スコープモードAC RMS、振幅、皮相電力、ベース、サイクル時間、DC 平均、デューティサイクル、エッジカウント、立下がり時間、立下がりエッジカウント、立下がり率、周波数、高パルス幅、低パルス幅、
最大値、最小値、負のデューティ サイクル、負のオーバーシュート、ピーク ツー ピーク、位相、正のオーバーシュート、力率、無効電力、立上がり時間、立上がりエッジカウント、立上がり
率、上部、真の電力、真の実効値

スペクトラム・モード

ピーク周波数、ピーク振幅、ピークの平均振幅、総電力、THD%、THD dB、THD+N、SINAD、SNR、IMD

統計
DeepMeasure

最小値、最大値、平均値、標準偏差

測定項目

サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、デューティ サイクル (高)、デューティ サイクル (低)、立上がり時間、立下がり時間、アンダーシュート、オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、ピーク ツー ピーク電圧、開始時間、終了時間

シリアルデコードプロトコル

1-Wire, 10BASE-T1S, ARINC 429, BroadRReach, CAN, CAN FD, CAN J1939, CAN XL, DALI, DCC, Differential Manchester, DMX512, Ethernet 10BASE-T, Extended UART, Fast
Ethernet 100BASE-TX, FlexRay, I2C, I2S, I3C BASIC v1.0, LIN, Manchester, MIL-STD-1553, MODBUS ASCII, MODBUS RTU, NMEA-0183, Parallel Bus, PMBus, PS/2, PSI5
(Sensor), Quadrature, RS232/UART, SBS Data, SENT Fast, SENT Slow, SENT SPC, SMBus, SPI-MISO/MOSI, SPI-SDIO, USB (1.0/1.1), Wind Sensor

マスクリミット・テスト
統計
マスク作成
ディスプレイディスプレイ・モード
補間
パーシスタンス・モード
出力ファイル・フォーマット
出力機能
データ転送
キャプチャした波形データのPCへのUSB
転送速度
ハードウエアの高速化による波形
表示速度
一般仕様
PC 接続
PC 接続コネクタ
電源
ステータス・インジケータ
温度管理
サイズ
重量

パス／フェイル、フェイル・カウント、トータル・カウント
波形から自動的に作成 またはファイルからダウンロード
スコープ、XY表示、パーシスタンス、スペクトラム
リニア または sin(x)/x
時間、周波数、高速
csv, mat, pdf, png, psdata, pssettings, txt
クリップボードへコピー、プリント
USB 3.0 接続 ：,PC に依存； 8 ビット； 最高 360 MS/s、10 ビット: 最高180 MS/s
USB 2.0 接続 ：PC に依存； 8 ビット； 最高 40 MS/s、10 ビット: 最高 20 MS/s
ハードウェア の高速化により、1 秒あたり 2 GS を超えるデータを画面に表示できます (8 ビット モード、4 チャネル、最大サンプル レートでチャネルあたり 250 MS)
USB 3.0 SuperSpeed (USB 2.0 互換)
USB 3.0 Type-C
単一の USB Type-C 3 A ポートまたは USB ポートと外部 Type-C PSU (5V 3A) から電源供給
BNCコネクタごとのRGB LED、電源およびサンプリング表示用LED
ローノイズの自動ファン・スピード・コントロール
221 x 173 x 30 mm< 0.7 kg

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope モデル:
周囲温度範囲

湿度範囲

3417E
作動
精度保証

0 to 40 °C

保管
作動
保管

– 2 0 to +60 °C

高度
汚染度
安全コンプライアンス
EMC コンプライアンス
環境コンプライアンス
無償保証
ソフトウエア3418E

15 to 30 °C （20分ウオームアップ後）
5 to 80 %RH 結露無し
5 to 95 %RH 結露無し
最高 2000 m
EN 61010 汚染度 2: 「結露による一時的な導電性が時々発生することを除き、非導電性の汚染のみが発生」
EN 61010-1:2010 + A1:2019に準拠した設計
EN 61326-1:2021 および FCC Part 15 Subpart B に準拠してテスト済
RoHS, REACH & WEEE
5年

Windows ソフトウエア (64 ビット)[6]macOS ソフトウエア (64 ビット)[6]PicoScope 7、 PicoLog 6、 PicoSDK (独自のアプリを作成するユーザ用に、GitHub). の Pico Technology organizationページに、すべてのプラットフォームのサンプル プログラムが掲載されています。）
PicoScope 7, PicoLog 6、 PicoSDKLinux ソフトウエア (64 ビット)[6]PicoScope 7 ソフトウエア＆ドライバ、 PicoLog 6 （ドライバ含む）
ドライバのみインストールするには Linux Software and Drivers を参照して下さい。

Raspberry Pi 4B 及び
5[6] (Raspberry Pi OS)

PicoLog 6 （ドライバ含む）
ドライバのみインストールするには Linux Software and Drivers を参照して下さい。

[6] 詳細情報はpicotech.com/downloads ページを参照願います。

言語サポートPicoScope 7
PicoLog 6

PC 要件

英語（米国）、英語（英国）、ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フランス語、韓国語、クロアチア語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、日本語、ノルウェー
語、ポーランド語、ブラジル_ポルトガル語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロベニア語、セルビア語、フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）
簡体字中国語、オランダ語、英語（英国）、英語（米国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語
プロセッサ、メモリ、ディスク容量: オペレーティング システムの要件に従う
ポート: USB 3.0 (推奨) または 2.0 (互換)

PicoScope® 3000E シリーズ

PicoScope 3000E シリーズキットの内容:
•
•
•
•
•

PicoScope 3000E シ リーズ本体
TA532 USB-C‐USB-C ケーブル、 1.8 m
TA534 USB-A‐USB-C ケーブル、 0.9 m
PS017 USB-C ACアダプタ；UK、EU、US、AUS 対応（PSE対応ACアダプタは、現在準備中です。）
ユーザ・ガイドOEM および標準製品以外の構成は、プローブやその他アクセサリ無しでも可能です。
www.picotech.com/tech-supportをご覧ください。

各キットには、以下に示すプローブと追加アイテムも付属しています:
モデル

周波数帯域

チャンネル

PicoScope 3417E
PicoScope 3418E

350 MHz
500 MHz4
4

プローブ(1.2 m 長)
4 x TA536, 350 MHz, 1:1/10:1 プローブ
4 x P1053, 500 MHz, 10:1 プローブ

BNC アダプタ

1 x TA537 5 mm プローブ‐BNC アダプタ
1 x TA563 3.5 mmプローブ‐BNC アダプタ

PicoScope 3000E シリーズキット発注情報：
発注コード
PQ347
PQ349

内容
PicoScope 3417E キット
PicoScope 3418E キット

周波数帯域
350 MHz
500 MHz

PicoScope 3417E (PQ347)

チャンネル

垂直分解能 （ビット）4

8 ~ 10

メモリ （GS）
2 GS （8 ビットモード）
1 GS （10 ビットモード）

PicoScope 3418E (PQ349)

校正サービス：
発注コード
CC017

説明
PicoScope 3000Eシリーズ 校正証明書（350 及び500 MHz）

PicoScope® 3000E シリーズ

オプションの互換アクセサリおよび交換品
発注コード
オシロスコープ・プローブ
TA536
TA562
ケーブル
TA532
TA534
アダプタ
TA537
TA563
電源
PS017

内容
350 MHz プローブ （単品）
500 MHz プローブ （2本パック）

USB Type-C - USB Type-C ケーブル、1.8 m
USB Type-A - USB Type-C ケーブル、0.9 m
TA536 プローブ用 BNC アダプタ
TA562 プローブ用 BNC アダプタ

5 V, 3 A, UK/EU/US/AUS対応 USB-C ACアダプタ （PSE認証アダプタは現在準備中です。）

PicoScope® 3000E シリーズ

総所有コスト（TCO）、環境上の利点、ポータビリティ
PicoScope 3000Eオシロスコープの総所有コストは、以下の理由により従来のベンチトップ機器よりも低くなります：•

シリアル・プロトコル・デコーダ、チャネル演算、マスク リミット・テストなど、すべてが価格に含まれています。高価なオプションや年間
ライセンス料はありません。

•

無料アップデート：当社が開発し提供する新機能や性能は、製品のライフタイム期間中ずっと提供されます。

•

PicoScope 3000E シリーズは携帯性に優れており、デスクスペースが限られている在宅勤務に最適です。

•

消費電力が 15 W 未満と低いため、コストを節約でき、環境にも優しいです。

•

5年間の無償保証

Pico Technologyのその他計測器...
PicoLog TC-08 温度データ
ロガー 8チャンネル、20ビッ
ト分解能、 測定レンジ；−270 °C ~ +1820 °C

英国本社



+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
United Kingdom

PicoScope
9400SXRTO
サンプラー拡張 リアルタ
イム・オシロスコープ
5 ~ 16 GHz

北米地域オフィス+1 800 591 2796
sales@picotech.com

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
United States

ドイツ地域オフィス及び ヨーロッパ代理店

+49 (0) 5131 907 62 90
info.de@picotech.com

Pico Technology GmbHIm Rehwinkel 630827 Garbsen
Germany

Errors and omissions excepted. Pico Technology, PicoScope, PicoLog and PicoSDK are internationally registered trademarks of Pico Technology Ltd.
GitHub is an exclusive trademark registered in the U.S. by GitHub, Inc. LabVIEW is a trademark of National Instruments Corporation. Linux is the registered trademarkof Linus Torvalds, registered in the U.S. and other countries. macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. MATLAB is a registeredtrademark of The MathWorks, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. USB Type-C and USB-C are
registered trademarks of the USB Implementers Forum. Kensington and NanoSaver are registered trademarks of Kensington Computer Products Group.
MM131.en-1 Copyright © 2024 Pico Technology Ltd. All rights reserved.

PicoScope 6000 シリーズ：
最高 8チャンネル、4 GS 超ロングメモリ、ギガビット MSO
チャンネル

PicoVNA
ローコスト・プロ
フェッショナル仕様
6 GHz 及び 8.5 GHz ベクト
ルネットワーク・アナライザ

アジア太平洋地域オフィス

+86 21 2226-5152
pico.asia-pacific@picotech.com

東洋計測器株式会社+81 3 3255 8026

お問い合わせ｜東洋計測器株式会社 (keisokuki-land.co.jp)

https://www.keisokuki-land.co.jp/