オーディオアナライザ

VP-7721A

オーディオアナライザ
概要

周波数5 Hz〜159.9 kHzの超低ひずみ率の発振器と同帯域を持つ、フルスケール0.003〜100 ％のひずみ率計を内蔵したオーディオ測定装置です。
信号源の周波数とひずみ率計の同調周波数が同時に制御されるため、連動ひずみ率計として最も効果的に応用できます。
特に、制御部はマイコンを内蔵したワンタッチ方式を採用し、測定に必要な16通りの測定モード（リモート時32通り）がプリセット可能で、ワンタッチ全自動でひずみ率・S／N・ACレベルが測定できます。

VP-7721A特徴■ 広帯域・超低ひずみ率の発振部、設定・表示はディジタル方式を採用
周波数範囲は5 Hz〜159.9 kHzの広帯域です。また、50 Hz〜20 kHzの範囲では0.002 ％の低ひずみ率を達成。1 kHz実測値では0.0007 ％の高性能です。
最大出力は1.58 Vrms（600 Ω負荷端）。総計79.9 dBの減衰器により0.1 dBステップで設定することができます。dBmと dBの単位表示が選択でき、−73.7〜6.2 dBmあるいは−75.9〜4.0 dBの範囲の出力を直読できます。
周波数と出力の設定・表示はディジタル方式を採用。周波数 4 桁、出力3 桁とマイナス符号で表示。下位2桁はモディファイ機能で可変となっています。

仕■ 0.001 ％まで測定できる低ひずみ率計
当社独自の低ひずみで除去帯域が広く、しかも多段構成基本波除去フィルタ比率測定方式（特許出願中）の採用で0.003〜100 ％フルスケールの低ひずみ率測定ができ、セットレベル操作のわずらわしさもありません。
自動レンジ切換え機能も備えていますので、レンジ設定操作も不要です。
基本波除去フィルタの周波数と発振部の周波数は常時連動しており、同調操作は不要です。

様
S／N測定

ひずみ率測定基本周波数範囲：

5 Hz〜159.9 kHz 4レンジ（発振部と共通）

測定範囲
LPF（30／80 kHz）ON／OFF

測定範囲：
LPF（30／80 kHz）ON／OFF
OFFON基本波除去比：

第2高調波偏差：fs：フルスケール
Ein≧3 V
3 V≧Ein≧1 V
Ein≦1 V
0.003〜100 ％fs
0.01〜100 ％fs
0.03〜100 ％fs
10レンジ
9レンジ
8レンジ
0.003〜100 ％fs 10レンジ

5 Hz〜15.99 kHz
5 Hz〜15.99 kHz
50〜159.9 kHz

入力をフロートしないとき（入力Aのみに入力）
レンジ
3 V以上の入力レンジ 1 V入力レンジ 0.3 V入力レンジ
Ein<1 V
1 V≧Ein>0.3 V 0.3 V≧Ein<0.1 V 検出帯域幅BW
入力レベル信号Ein＜−95 dB＜−85 dB＜−65 dB＜−85 dB＜−75 dB＜−65 dB＜−75 dB＜−65 dB＜−60 dB

80 kHz BW
50 kHz BW
500 kHz BW〈VP-7721A〉
入力をフロートしたとき（入力A，Bに入力）
レンジ3 V以上の入力レンジ 1 V入力レンジ 0.3 V入力レンジ
入力信号レベルEin
Ein<1 V
1 V≧Ein>0.3 V 0.3 V≧Ein<0.1 V 検出帯域幅BW
10 Hz〜15.99 kHz
5 Hz〜50 kHz
50〜159.9 kHz
入力レベル範囲：
入力指示計確度：
レベル測定
測定範囲：

周波数範囲：（1 kHz基準）
指示誤差：
残留雑音：
リファレンス範囲：＜−90 dB＜−80 dB＜−65 dB＜−80 dB＜−75 dB＜−65 dB＜−70 dB＜−65 dB＜−60 dBON
S／N測定限界：（Vはrms,DBはS／N比）
入力をフロートしないとき（入力Aのみに入力）

80 kHz BW
500 kHz BW
500 kHz BW

0.1〜100 Vrms
（0.3〜100 Vフルスケール6レンジ）
フルスケールの±5 ％30 µ V〜112 V（0.1 mV〜100 Vフルスケール13レンジ），
実 効 値 応 答 Vrms，dB（0 dB=1 Vrms）， dBm（600 Ω）
目盛
20 Hz〜100 kHz，±0.5 dB以内
5 Hz〜500 kHz，±3 dB以内
フルスケール±3 ％，1 kHz
10 µ Vrms以下
約10 dB＜−100 dB＜−90 dB＜−60 dB＜−90 dB＜−85 dB＜−75 dB＜−85 dB＜−75 dB＜−60 dB

80 kHz BW
500 kHz BW
500 kHz BW〈VP-7721A〉
入力をフロートしたとき（入力A，Bに入力）
レンジ
3 V以上の入力レンジ 1 V入力レンジ 0.3 V入力レンジ
入力信号レベルEin
Ein<1 V
1 V≧Ein>0.3 V 0.3 V≧Ein<0.1 V 検出帯域幅BW
5 Hz〜15.99 kHz
5 Hz〜15.99 kHz
50〜159.9 kHz＜−95 dB＜−85 dB＜−75 dB

周波数特性：
確度：
S成分ホールド時間特性：
AC出力
出力電圧：
出力インピーダンス：
DC出力
出力電圧：
出力抵抗：
その他
入力インピーダンス：＜−85 dB＜−80 dB＜−70 dB＜−80 dB＜−70 dB＜−60 dB

80 kHz BW
500 kHz BW
500 kHz BW

レベル測定と同じ指示値の±1 dB（目盛−1〜十1 dBの範囲内）
入力レベル指示計でフルスケールの指示をホールドしたとき，3分後の指示変動は±10 ％以内
約1 Vrms（開放端）
1 kΩ±10 ％約1 V（指示計フルスケールのとき）
1 kΩ 0±10 ％100 kΩ，150 pF以下（入力A，Bともに）

フィルタ
30 kHz LPF
80 kHz LPF
400 Hz HPF
最大許容入力電圧：

発振部
周波数
周波数範囲：
表示：
確度：

164

Ein≧3 V
3 V≧Ein≧1 VEin≦1 V
0.003〜100 ％fs
0.01〜100 ％fs
0.03〜100 ％fs
10レンジ
9レンジ
8レンジ
0.003〜100 ％fs 10レンジ

レンジ
3 V以上の入力レンジ 1 V入力レンジ 0.3 V入力レンジ
入力レベル信号Ein
Ein<1 V
1 V≧Ein>0.3 V 0.3 V≧Ein<0.1 V 検出帯域幅BW

5 Hz〜15.99 kHz，100 dB以上
16〜50 kHz，90 dB以上
50〜159.9 kHz，86 dB以上
5 Hz〜15.99 kHz，±1.5 dB以内
16〜50 kHz，＋2.5，−4 dB以内
50〜159.9 kHz，±2.5 dB以内・残留ひずみ率：10 Hz〜15.99 kHz
5 Hz〜50 kHz
50〜159.9 kHz

OFF3 dBカットオフ周波数
30 kHz±5 kHz
80 kHz±10 kHz
400 Hz±50 Hz

ロールオフ特性60 dB／デイケード
60 dB／デイケード
60 dB／デイケード

10〜100 VフルスケールレンジはDC＋ACピークで150 V
その他はAC成分により異なる

5 Hz〜159.9 kHz 4 レンジ
4桁LED
表示値の±2 ％（0.16〜15.99 kHz）
他は表示値の±3 ％オーディオアナライザ

VP-7721A

オーディオアナライザ
仕様出力
出力振幅：

表示：
表示単位：
確度：

フラットネス：

出力抵抗：
ひずみ率：

プリセツト動作：

モディファイ機能：
リモートコントロール：−73.7〜＋6.2 dBm
または−75.9〜＋4.0 dB
0.1 dBステップ−符号と3桁LEDdBm（600 Ω） dB（0 dB：1 Vrms負荷端）
スイッチ切換え（1 kHz表示値に対して）
1）±0.5 dB出力−33.7〜＋6.2 dBm （−35.9〜＋4.0 dB）
2）±0.8 dB出力−33.8 dBm以下（−36.0 dB）以下（1 kHz600 Ω負荷端）
1）±0.1 dB以内（20 Hz〜20 kHz）
2）±0.3 dB以内（5 Hz〜159.9 kHz）
600 Ω±5 ％0.002 ％以下，50 Hz〜20 kHz 80 kHz BW
0.005 ％以下，30 Hz〜40 kHz 500 kHz BW
0.3 ％以下，5 Hz〜159.9 kHz 500 kHz BW
16組（リモート時32組）まで（1）発振周波数とそのレンジ（2）発振出力（3）発振器の周波数／出力表示の別（4）測定機能3種の選択（5）ひずみ率測定・同調周波数としンジ（発振周波数と同じ）（6）ひずみ率，S／Nの入力信号レンジ（7）指示計レンジ（8）指示計レンジAUT0・MANUAL（9）LPF，HPFのON／OFF
周波数出力とも末尾の桁または次の桁（1）プリセット32点，リコール（2）モディファイ操作（周波数または出力）（3）ディジタル表示（周波数または出力）（4）LPF，HPFのON／OFF
1 2 3 4 5 6 7 8

DISPLAY

GND

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 124 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

F1 F2 F3 F4 A B C D

電源電圧・周波数：
消費電力：

100 V±10 ％，50／60 Hz
約30 VA

環境条件
動作温度：
動作湿度：

0〜＋40 ℃
20〜90 ％ RH

12 ＋5V

大きさ・質量W430×H99×D350 mm，約10 kg
付属品
接地アダブタ …………………………1ヒューズ ………………………………1
取扱説明書 ……………………………1165