光 学式 溶存酸 素計

外形図

変換器 CV-200型
AA
210
190

ケーブル(φ10)
φ47.5

変換器

Uボルト×2個

変換器
取付用ブラケット

50A(φ60.5)(40)

4 × φ6OD -10

検出膜 PM-10型

127137

検出器 OD-10型

酸素検出膜

下水処理場での曝気風量制御や河川などでの汚濁指標としての溶存酸素測定に(360)

A-A矢視図検出膜本体

φ10.2(8)340200318

Оリング

226.5（フロントパネル開放時寸法）

φ35.5

めねじ 5 × CTG 16

丸端子
マークチューブ74240
φ43

5 × ケーブル導入口（適応電線サイズφ9〜14）

B

B-B矢視図B

検出器ホルダー

浸漬形（落し込み構造）

浸漬形(浸漬構造)

変換器

検出器ケーブル

検出器ケーブル

フロート形
（垂直型）

フロート形
（傾斜型）

検出器ケーブル

変換器

変換器
変換器

メモリーIC

ホルダーアームホルダーアーム
検出器ホルダー

フロート部

フロート部

検出器

検出器ホルダー

検出器

検出器

検出器

検出膜

ホルダー、オプションの洗浄機構ともご要望に応じて対応いたします。洗浄機構は、エア洗浄、水洗浄、気液混合洗浄がございます。
詳細は別途OD-10スペックシートをご参照ください。
※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

URL : https: //www.jfe-advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場
水 環 境 事 業 部〒663-8202

兵庫県西宮市高畑町3- 48
ＴＥＬ. 0 7 9 8 - 6 6 - 1 5 0 2

東〒111-0051

東京都台東区蔵前2-17- 4（ JFE 蔵前ビル2階）
ＴＥＬ. 0 3 - 5 8 2 5 - 7 3 6 0
F A X . 0 3 - 5 8 2 5 - 5 5 91

京支社

東北支店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九州支店
東 日 本 事 業 所
西 日 本 事 業 所（ 倉 敷 ）西 日 本 事 業 所（ 福 山 ）JC-OD10-08A

ＴＥＬ. 0 2 2 - 7 1 1 - 7 5 3 5ＴＥＬ. 0 5 2 - 5 6 5 - 0 0 7 0
ＴＥＬ. 0 8 6 - 4 4 0 - 1 5 8 0
ＴＥＬ. 0 9 2 - 2 6 3 - 1 6 7 1ＴＥＬ. 0 4 3 - 2 6 2 - 4 2 3 8ＴＥＬ. 0 8 6 - 4 4 7 - 4 5 9 6ＴＥＬ. 0 8 4 - 9 4 5 - 3 5 6 8ＦＡＸ. 0 7 9 8 - 6 5 - 7 0 2 5ＦＡＸ. 0 2 2 - 7 1 1 - 7 5 3 4ＦＡＸ. 0 5 2 - 5 6 5 - 0 0 7 2ＦＡＸ. 0 8 6 - 4 4 7 - 3 3 0 9ＦＡＸ. 0 9 2 - 2 6 3 - 1 6 7 5ＦＡＸ. 0 4 3 - 2 6 2 - 4 2 9 6ＦＡＸ. 0 8 6 - 4 4 7 - 4 6 0 5ＦＡＸ. 0 8 4 - 9 4 5 - 5 0 5 4
23.12.3000 Ⓙ

特 長

仕 様

光強度に影響されにくい光寿命（発光時間）を計測する方式なので長期間安定して測定が可能。

■ OD-10型 検出器
測方式 光学式 (発光時間計測方式)
0〜20.00 mg/L ,0〜20.00ppm

測定範囲 溶存酸素飽和度 0〜200.0%

光学式なので消耗品は検出膜のみ。電解液不要でメンテナンスが容易。

精水 温 0〜50.0℃
再現性※1 ±2%F.S.
度
繰り返し性 ±0.5%F.S.

応答速度(90%応答) ※2 30秒以内

検出膜にメモリーICを内蔵したことで検出膜交換時の特性データを自動設定。

流CV- 200型変換器

速 必要なし水 温 検 出 精 度 ±0.2℃

日本語表示と操作スイッチのアイコン化でカンタンな操作を実現。

校正方法（上側端子）

ゼロ校 正

ゼロ水による校正 ※3

スパン校正

大気中校正,飽和水校正,比較校正 ※4+V

使 用 温 度 範 囲 0〜50℃ (凍結しないこと)−V−V

耐+D+D−D−D

水

圧 1MPa

材質(本体,検出膜ホルダー) ステンレス鋼(SUS316)

測 定 原 理ケーブル10m含む)
量 約 2.4 kg (検出膜、質保受光用フォトダイオード

基準用LED燐光受光用フォトダイオード

高い証期

以下のオプション品をご用意していますのでお問い合わせ下さい。
・検出器ホルダー ・各種洗浄機構

発光

検出膜に励起光を照射すると検出膜周辺の酸素濃度に応じた光が発生します。
また、酸素濃度に影響されない光（基準光）の信号を基準とすることで安定した測定ができます。

短い

長い

発光時間

酸素濃度が低くなると発光時間が長く、酸素濃度が高くなると発光時間は短くなります。
その発光時間を検出し酸素濃度として測定します。

材質

筐体 アルミダイカスト(ACD12) パネル部 アルミダイカスト(ADC12)

色調

筐体 マンセル N4 相当

パネル部 マンセル 5PB6/8 相当

質
量 約 3.0 kg (変換器本体のみ)
電源 AC90〜264V 50/60Hz
消 費 電 力 ※2 約 7W
ア ナログ 出 力

DC4〜20mA (2ch：出力(−)側は共通電位)±Io1：溶存酸素濃度・溶存酸素飽和度のいずれかを選択し出力±Io2：水温許 容 負 荷 抵 抗 800Ω
接 点 入 力計 測 事 例

24 時間の連続測定データ（mg/L）
54

ガルバニックセル方式

光学式（OD-10）

誤差率(%F.S.) ※1
10

長期連続測定における出力の安定性

828 ヶ月後のゼロ・スパン出力でも測定精度（±2.0%F.S.）内の安定計測を実現

3624

1200

520：00（mg/L）
10-10
6：00

9：00

12：00

15：00

18：00

21：00

4ヶ月間のノーメンテナンス連続測定

8４ヶ月間ノーメンテナンスで連続測定でも安定して計測できている。

7

検出膜96543スパン出力※2

自 己 診 断 機 能 ※5

通電後の測定待機中,検出膜未装着,膜交換時期,水温異常: 液晶表示
検出器故障,変換器メモリー異常,検出器-変換器間通信異常: 液晶表示,故障出力警報a 接点 ( 2 点：接点定格 AC240V,1A)
ALM1：レベル警報
ALM2：レベル警報,膜交換時期警報のいずれかを選択し出力

故

障

耐

校正無しで連続測定

0：00

061218
測定期間（ヶ月）

2430※1 フルスケール 20mg/L※2 大気飽和水を測定

長期連続測定における検出膜の状態
2年間の連続使用で測定に影響を与える損傷は無し。

出力 c 接点 (接点定格 AC240V,1A)

性部 ドットマトリックス型液晶表示器 (バックライト付)
避雷回路内蔵
能±10kV (1.2/50μs)

示
雷力

電 源 部 ±10kV (1.2/50μs)

電流出力部

故障出力
（定格 AC240V, 1A）

接点入力（フォトカプラー絶縁入力）
操作出力※3（AC電圧出力）
洗浄出力
接点出力
（定格 AC240V, 1A）
電源AC 90〜264V
50/60Hzab

NG

EXT.control+INCOM
AC OUTAC OUT
cleaning

ACACG±5kA (8/20μs)

保護等級 IP66

保証期間 出荷後2年※1 変換 器取付用ブラケットおよび、5 0Aポール取付用Uボルト2 個を付属。変換 器スタンド(5 0Aポールを含む)は別売り。
※2 ただし、操作出力(AC OUT端子間)に接続される負荷の消費電力は除く※3 測定ホールド,洗浄出力制御 機能※4 変換器への供給電源電圧を出力します。
※5 内容詳細については取扱説明書をご参照ください。

■ PM-10型 検出膜
適 合 検 出 器 OD-10 型※1
検出膜特性データの設定 検出膜交換時に自動設定
検 出 膜 寿 命 ※2 2年以上
本 体 アクリル樹脂 (PMMA)材
質
Oリング ニトリルゴム (NBR)

測定に影響する汚泥付着無し

2質

1

使用開始前
約 4 ヶ月間

出オプション( 別 売 ) ・変換器スタンド ・日除けカバー

光学式（OD-10）

0出

以下のオプション品をご用意していますのでお問い合わせ下さい。

-83：00

力浄ALM2
警報出力※2（定格 AC240V, 1A）

使 用 温 度 範 囲 -10〜55℃-610ゼロ出力-4DO 変化を捉えられている。

3フォトカプラー絶縁入力 (内蔵電源 DC24V,5mA)
接点出力 a 接点操作出力 AC 電圧出力 ※4(cleaning) (接点定格 AC240V,1A) (AC OUT) (許容負荷 200VA 以下)

表-2
ゼロ付近の低濃度から従来方式と同様に

4※3

洗設置場所：下水処理場反応タンク DO 制御値：1.5mg / L+Io1−Io1+Io2−Io2

警報出力（定格 AC240V, 1A）

付 ※1 ポールもしくは、壁取付取

出荷検査用端子（他器接続不可）ALM1■ CV-200型 変換器

低い検出膜
検出膜

+A−ATST
TST（下側端子）
溶存酸素濃度 / 飽和度 ※1
DC4〜20mA
水温OD-10型 DC4〜20mA
検出器

基準光検出器側SG

間 出荷後 2 年 (但し、検出膜を除く本体部分のみ)※1 大気飽和水(飽和度10 0%)を測定した時の24時間後の出力再現性※2 水温 25℃において、大気飽和水からゼロ水を測定した場合※3 5%の亜硫酸ナトリウム水溶液を使用※4 お客様にて手分析された値に合わせ込む機能※5 検出器ケーブルは最大10 0mまで可能

光（燐光）

+V
−V+D
−DSG

※5オプション( 別 売 )

酸素濃度

紫外光
励起光

接液側

定

溶存酸素濃度測定時に酸素を消費しないので流速のない液体の測定が可能。

励起用LED
励起用LED

機器間結線図2 年間使用後量 約5g※1 但し、検出膜交換時はゼロ・スパン校正作業が必要です。
※2 弊社基準の耐久試験及び下水処理場における使用実績による数値であり、精度などの保証期間ではありません。
長期間、精度よく安定して計測するには、定期的な校正、メンテナンスが必要です。

D種接地※4※1 ±Io1出力は、溶存酸素濃度，溶存酸素飽和度のいずれか選択されている方を出力します。
※2 ALM2出力は、レベル警報，膜交換時期警報のいずれか選択されている方を出力します。
※3 操作出力（AC OUT）に出力されるAC電圧は、変換器への供給電源電圧（AC90〜264V50/60Hz）と同じです。
標準の洗浄機構の電圧仕様は定格AC100V 50/60Hzとなります。
変換器への供給電源電圧がAC100V以外の場合はお問い合わせください。また，端子間を短絡（ショート）させると機器故障の原因となりますのでご注意願います。
※4 接地端子（G）
は、必ず接地電位（D種：接地抵抗100Ω以下を満たすこと）に接続してください。