デ ジ タ ル 絶 縁 抵 抗 計SK-3500
SK-3502

直 流

50V/125V/250V/500V
直 流

125V/250V/500V/1000V

www.kaise.com

小型多機能! 4 レンジを搭載!
万能型デジタル絶縁抵抗計
4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定
コンパレータ機能を搭載
データ記憶機能(最大100 個)

測定可能回数が大幅に向上■絶縁抵抗−∞(5秒ON 25秒OFF)

50V(0.05MΩ測定):5000回以上※SK-3500

125V(0.125MΩ測定):4500回以上250V(0.25MΩ測定):4000回以上500V(0.5MΩ測定):3500回以上
1000V(1MΩ測定):2500回以上※アルカリ電池使用時※SK-3502■便利なキャリングケースが付属

本体をしっかりと保護落としても割れにくい素材のハードケースを採用。本体をしっかりと保護します。

両手を自由に使用可能
ケース上蓋は裏面に収納でき、側面のホックを外してショルダーベルトを首にかければ、両手が自由に使用できます。

SK-3500

SK-3502

4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。

コンパクトボディに豊富な機能を搭載。
使いやすさを追求

コンパレータ機能

測定値が設定した基準値以上または以下になると"HIGH"または"LOW"を表示してブザーで知らせます。(絶縁抵抗測定、低抵抗測定)● コンパク
ト

手に収まりの良い小型設計。
(120(H)×130(W)×70(D)mm)●4レンジ

低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。

セーフティ機能活線警告機能 (絶縁抵抗・低抵抗測定時)
被測定物が活線状態の場合、ハザードマークとバーグラフが点滅し測定出来なくなります。
(10V以上の電圧検出時)
セーフティロック(高電圧誤発生防止機能)
500V/1000Vレンジ選択の際、高電圧の誤発生を防ぎます。

例)10MΩ以下でブザー音に設定した場合

SK-3500

50V / 125V / 250V / 500V

SK-3502

125V / 250V / 500V / 1000V

表示とブザー音

10MΩ以下に設定

高電圧警告表示ハザードマークと"High Voltage"ランプで警告します。

自動放電機能測定値が4MΩ

測定後、被測定物の残留電荷を自動で放電します。

AC/DC電圧測定を装備● 低抵抗測定・測定の幅が広がります。
LOWΩ

簡易防塵・防滴ケース

ほこりや水滴から本体内部を保護します。

AC / DCVV

ワイドディスプレイ

CE マーク認証 CATⅣ600V

測定値が40MΩ

LCD(バックライト装備)
数値に合わせてバーグラフが動き、アナログ式のように視覚的な確認ができます。
また、バックライトを装備していますので、暗い所でも使用できます。
● バーグラフ付き

データ記憶機能

表示

測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存することができます。
(絶縁抵抗測定、低抵抗測定)例)定格電圧1000V、測定値100MΩのデータを記憶
時刻

その他の機能タイマー機能 (連続測定)
絶縁抵抗測定、低抵抗測定で3分間の連続測定ができます。
ディスプレイホールド

表示値を固定できます。
表示値の確認やメモ等に役立ちます。

ゼロオーム調整機能

低抵抗測定時に、テストリードやヒューズの抵抗をキャンセルし、被測定物の抵抗のみを表示します。

月日
年

SELECTキーで切換え

オートパワーセーブ

最終操作から約15分で自動的に表示が消えてパワーセーブの状態になります。
(23℃±5℃、75%RH以下、但し結露のないこと)

Model
絶縁抵抗計

定格測定電圧(直流)
有効最大表示値
中央表示値
第1有効測定範囲
確度
第2有効測定範囲

SK-3500
50V

125V
200MΩ
5MΩ
0.200〜10 MΩ

低抵抗計

直流・交流
電圧計
付属機能

0〜0.199 MΩ, 10.01〜200.0 MΩ

ヒューズ
耐電圧

0〜0.199 MΩ, 100.1〜2000 MΩ

±5%rdg±5dgt

0〜0.199 MΩ,
10.01〜200.0 MΩ

500V
1000V
2000MΩ
50MΩ
0.200〜100 MΩ
±3%rdg±4dgt
0〜0.199 MΩ, 100.1〜2000 MΩ
±5%rdg±5dgt

SK-3500 / SK-3502共通
表示レンジ(オートレンジ)
400.0Ω
20.00Ω
確度(ゼロ調整後)±3%rdg±5dgt
測定電流
約10mA
200mA以上
開放電圧
6V以上
測定範囲
AUTO(10V〜600V)
DCV / ACV 固定(0V〜600V)
確度±3%rdg±5dgt
入力抵抗約660kΩ
コンパレータ、
データ記憶、タイマー、
活線警告、電圧発生警告表示、高電圧誤発生防止、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、
ディスプレイホールド、オートパワーセーブ

表示板(LCD)
サンプリング速度
応答時間
使用温・湿度
保存温・湿度
使用場所
温度特性
IP保護等級
電源
最大定格電力動作電源電圧範囲
連続使用時間(マンガン電池)

500V
2000MΩ
50MΩ
0.200〜100 MΩ

±3%rdg±4dgt

確度

Model

250V

SK-3502
250V
125V
200MΩ
5MΩ
0.200〜10 MΩ

4000カウント、最大4000、バーグラフ対数表示
2回／秒
絶縁抵抗(∞→0、∞→中央表示値)、低抵抗5秒以下、電圧2秒以下
0℃〜40℃、90%RH以下(結露のないこと)-20℃〜50℃、75%RH以下(結露のないこと)
屋内、高度2000m以下
0〜18℃、28〜40℃：測定確度に±5%rdg±5dgt加算
IP40
1.5V R6PまたはLR6(単3)電池 8本
4.5VA(パワーセーブ時：定格電力 1mVA MAX)
8.8V〜14.4V(8.8V以下で"BAT"点灯)①絶縁抵抗−∞:50V約14時間、125V約14時間、250V約14時間、500V約12時間、1000V約10時間(50V:SK-3500、1000V:SK-3502)②ACV:約30時間 ③低抵抗−∞:約13時間
速断型 0.5A/600V(φ6.3×32mm)1本
6.88kV 50Hz 正弦波

www.kaise.com

測定可能回数①絶縁抵抗−∞(5秒ON 25秒OFF):
50V:マンガン電池1800回以上 アルカリ電池5000回以上(0.05MΩ測定)※SK-3500
125V:マンガン電池1600回以上 アルカリ電池4500回以上(0.125MΩ測定)250V:マンガン電池1500回以上 アルカリ電池4000回以上(0.25MΩ測定)
500V:マンガン電池1400回以上 アルカリ電池3500回以上(0.5MΩ測定)
1000V:マンガン電池900回以上 アルカリ電池2500回以上(1MΩ測定)※SK-3502②低抵抗−1Ω(5秒ON 25秒OFF):マンガン電池700回以上 アルカリ電池2500回以上

準拠規格
安全基準
寸法・重量
付属品

JIS C 1302:2002(絶縁抵抗計)
CEマーク認証。
IEC-61010-1、CAT.Ⅳ600V CLASSⅡ、及びEMCテスト合格
120(H)×130(W)×70(D)mm、約600g(電池含む)
100-61テストリード1組、945ワニグチクリップ(黒)1個、1016キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池 8本、スペアヒューズ1本(内蔵)、取扱説明書
766黒色テスト棒(767テストピン付き)、
940赤色ワニグチクリップ

別売付属品

販売店

【お問い合わせ】
販売に関して：営業部国内販売課 ＴＥＬ０２６８−３５−１６００
製品に関して：製 造 サ ー ビ ス 課 ＴＥＬ０２６８−３５−１６０２〒３８６−０１５６ 長野県上田市林之郷４２２
ＴＥＬ０２６８−３５−１６００(代) ＦＡＸ０２６８−３５−１６０３
Ｅ−ｍａｉｌｓｅｒｖ
ｉｃｅ＠ｋａｉｓｅ.ｃｏｍ※製品の外観および仕様、本カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

70-0101-3500- 3 1110