ÍslenskaTissue-Tek® Coverslipping Film
Notkunarleiðbeiningar

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film er filma sem eingöngu er hönnuðtil notkunar með Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Ætlaður tilgangurÞessi vara er notuð til að hylja sýni á smásjá, til að þjóna semáþreyfanleg hindrun gegn höggum eða umhverfisáhrifum. Sýniðsem á að vernda getur verið fest með formalíni og steypt í parafín(FFPE) hluta, frosinn hluta eða frumusýni á smásjá. Viðloðunin er
virkjuð með virkni og þegar límið hefur þornað er hægt að notasýnisgler sem búð er að hylja til smásjármats, skönnunar eðaflutnings. Þessa vöru er hægt að fjarlægja ef óskað er. Hún ereinnota tæki og er notuð við að hylja sýnisgler.

Ætlaður notandiÞessi vara er ætluð til notkunar af þjálfuðum sérfræðingum íklínískri meinafræði, líffærafræði eða frumufræði sem eru þjálfaðir
með Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Notkunarleiðbeiningar• Þessi vara notar aðeins xýlen sem virkni.
• Þessa vöru er hægt að nota á bæði vatnssækin og vatnsfælinsýnisgler.
• Leyfið filmunni að aðlagast umhverfinu sem hún er notuð í.
Opna skal filmupakkann til að leyfa filmunni að aðlagast í 24
klukkustundir fyrir notkun.
• Fleygðu fyrstu 80 cm af filmunni áður en þú setur nýja rúllu áfilmuþekjubúnaðinn. Þetta mun tryggja að gallaða svæðið semupphaflega var fest með límbandi verði fjarlægt.
• Þegar sett er í aftur skaltu fjarlægja 3 til 6 mm af filmunni meðþví að nota blaðskera tækisins.
• Í lok vinnudags eða þegar þú ert búinn að vinna fyrir daginn,
fjarlægðu rúlluna úr þekjubúnaðinum, spólaðu filmunni aftur árúlluna og geymdu hana í plastpokanum til að koma í veg fyrirað filman taki sveigju rúllunnar/rúllanna.
• Til að setja upp filmu og fyrir frekari upplýsingar skaltu skoðanotkunarhandbók tækisins sem á að nota ásamt þessari vöru.
Athugið: HÍ lokaþrepum sýnislitunar skal alltaf nota hreint xýlen af
hvarfenfisgráðu til að undirbúa sýnisgler fyrir lokun.

Fjarlæging á Coverslipping FilmHægt er að fjarlægja þessa filmu samkvæmt eftirfarandi aðferð.
1. Dýfðu filmuhúðuðu sýnisgleri í að minnsta kosti 50 ml af
asetoni í 6 mínútur. Þegar þú vinnur mörg sýnisgler í einu
skaltu skilja eftir smá bil á milli þeirra svo að afhýddar filmur ásýnisglerinu komist ekki í snertingu hver við aðra.
2. Eftir að sýnisglerin hafa verið lögð í bleyti í asetoni í 6 mínútur
skaltu fjarlægja filmuna með því að nota plokktöng.
3. Dýfðu sýnaglerjunum upp og niður í 2 umskiptum af xýleni,(hver 50 ml) til að fjarlægja filmu og límið sem eftir er þar tilhvíta gruggið á sýnaglerinu hverfur. 50 ml af xýleni nægir fyrir
allt að 10 sýnisgler.
Athugið: Hægt er að hylja sýnisgler(in) aftur með nýrri filmu.

Varúðarreglur við notkun• Fylgstu með notkunar- og geymsluumhverfinu þar sem rýrnunfilmunnar getur valdið þekjuvillum.
• Ekki nota filmu þegar hún er geymd utan forskrifta.
• Vinsamlegast staðfestið hvort yfirborð sýnisglers sé þurrkaðfyrir notkun í stafrænum sýnisglersskanna.
• Skoðaðu sýnisgler til að draga úr og/eða takmarkaþykktarbreytingar. Frumfræðileg sýni geta sýnt sýnisþykkt semgetur verið breytileg innan víðtækra öfga. Bólur geta myndastog gert það erfitt að greina sýni eftir geymslu.

ÖryggisráðstafanirNotið hanska og grímu til að koma í veg fyrir útsetningu frá virkni(xýlen).

Notkunar- og geymsluumhverfi

Notkun og geymsla:
10 °C til 30 °C (50 °F til 86 °F), raki 30% til 70%.
Geymsla filmuhúðaðs sýnisglers (ráðlagt):
20 °C til 25 °C (68 °F til 77 °F), minna en 50% raki.

Fyrningardagsetning

Fyrningardagsetning er prentuð framan á fyrsta kassa og efst áfyrstu rúllupakkninguna.

FörgunFargið úrgangi hjá viðurkenndu förgunarfyrirtæki eða fargið ísamræmi við staðbundnar reglugerðir.

AthugiðÖll alvarleg atvik sem komu upp í tengslum við vöruna skulu
tilkynnt til framleiðanda, viðurkenndra fulltrúa og lögbærrayfirvalda.

Sakura Finetek Japan Co., Ltd.
31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-0007 JapanEC REP

Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

CH REP

MedNet SWISS GmbH
D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands
Sysmex Suisse AG
Tödistrasse 50, 8810 Horgen,
Switzerland
Framleitt í Japanstöðug nýsköpun fyrir meinafræðiLækningatæki
til in vitro greiningar

Haldið frá sólarljósiSkoðaðu
notkunarleiðbeiningarHaldið þurruBrothætt, meðhöndlið af
varúð

30°C
10°C
70%

CE merking
Ekki endurnota

Hitastigsmörk
Takmörkun á rakastigi

30%Farðu á vefsíðu okkar
Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com
2024.3.14

D-23H003-I016-02