Ｇ５１００Ａシリーズ
ファンクション/任意波形発生器
G5100A 50MHzファンクション/任意波形発生器

G5110A 15MHzファンクション/任意波形発生器（販売終了）

特徴● 最大周波数G5100A ： 正弦波(50MHz)、方形波(25MHz)、任意波形(10MHz)
G5110A ： 正弦波(15MHz)、方形波(15MHz)、任意波形(3MHz)● 周波数分解能 １μHz (G5100A) , １mHz (G5110A)● 任意波形
14ビット
125MS/s(G5100A)、50MS/s(G5110A)
256kポイント(G5100A)、8kポイント(G5110A)● 信号種類
正弦波、方形波、ランプ波、三角波、パルス、ＤC、ノイズ（G5100Aのみ）
ログ関数立上り/立下り、負のランプ波形、Sin(x)/x、Cardiac● 振幅レンジ
10mVpp ～10Vpp(50Ω終端) 、20mVpp ～20Vpp (開放）● 変調
AM/FM/PM/PWM/FSK● スイープ
リニア、ログ、任意波形。 時間（1ms～500s）● バーストカウント（１～50kサイクル）、無限、ゲート（G5100Aのみ）、位相、時間（1us～500Sec)● 表示
グラフィックモード （G5110Aはテキストモード）● タイムベース 10MHz 入出力 (G5110Aはオプション）● パターン出力 16ビットデータ出力＋クロック (G5100Aのみ）● インタフェース USB, LAN (G5100Aのみ）
オプション：M3500-opt.04: GPIB 又は M3500-opt.06: RS-232● ソフトウェア
フリーソフトワエア WavePatt

わかりやすい操作パネル
使いやすい波形作成フリーソフトウェア Wavepatt

グラフィック表示

G5100A

パターン出力G5100A

仕様項目

G5100A

G5110A

ディスプレイと波形
ディスプレイ
波形の種類
内蔵任意波形

テキストモード表示
グラフィックモード表示
正弦波、 方形波、 ランプ波、 三角波、パルス波、ノイズ(G5100A)、ＤＣ
ログ関数立上り/立下り、負のランプ波形, Sin(x)/x, Cardiac

波形特性
周波数
振幅フラットネス（対1kHz）
正弦波

方形波
ランプ波
三角波
パルス波
ノイズ
任意波形

高調波歪(単位 dBc)
周波数、立上り/立下り時間
デューティサイクル
非対称性、オーバーシュート
周波数
リニアリティ、対称性可変周波数
パルス幅、Ｅｄｇｅ可変時間
オーバーシュート
帯域
周波数、最高サンプルレート
メモリ長、分解能
立上り/立下り時間
不揮発メモリ

1mHz～15MHz
0.1dB (<100kHz), 0.15dB(<5MHz), 0.2dB (<15MHz)
DC～20kHz -65
DC～20kHz -70
20kHz～100kHz -65(<1Vpp) -60(≧1Vpp) 100kHz～1MHz -50(<1Vpp) -45(≧1Vpp)
1MHz～15MHz -40(<1Vpp) -35(≧1Vpp)
1MHz～20MHz -40(<1Vpp) -35(≧1Vpp)
20MHz～50MHz -35(<1Vpp) -30(≧1Vpp)
1mHz～15MHz , <15ns
1μHz～25MHz , <10ns
20～80% (～5MHz) 40～60% (5～15MHz)
20～80% (～10MHz) 40～60% (10～25MHz)
周期の1% +5ns (50%デューティ時）、< 2%
1mHz～200kHz
1μHz～200kHz
ピーク出力の0.2%以下、5.0%～95.0%
ピーク出力の0.1%以下、0.0%～100.0％
1mHz～5MHz
500μHz～10MHz
最小 40ns 、< 15ns
最小 20ns 、< 10ns ～100ns< 2%20MHz(代表値）
1mHz～3MHz、50MS/s
1μHz～10MHz、125MS/s
2～8k、14ビット
2～256k、14ビット50ns（代表値）
30ns（代表値）
4波形 x8kポイント
4波形 x 256kポイント
1μHz～50MHz

0.1dB (<100kHz), 0.15dB(<5MHz), 0.3dB (<20MHz), 0.5dB (<50MHz)

変調
キャリア／波形
AM

正弦波、方形波（G5100A)

FM,PMPWM
FSK
スイープ
バースト

内部変調波形／タイプ
ソース / タイプ
ソース： 内部／外部
内部変調波形；正弦波、方形波、ランプ、三角波、ノ正弦波、方形波、ランプ、イズ、任意波形
三角波、任意波形
内部周波数；2mHz～20KHz

内部周波数／周期

正弦波、方形波、ランプ波、任意波形
パルス
ソース：内部／外部、 内部変調波形；50%Duty方形
正弦波、方形波、ランプ、任意波形
50% Duty方形波
波
正弦波、方形波、ランプ、任意波形 リニア／ログ・スイープ、 スイープ時間；1ms～500s リニア/ ログ スイープ
正弦波、方形波、ランプ波
ソース；内部／外部
カウント、無限ノイズ(G5100A)、任意波形
タイプ；カウント（1～50Kサイクル）、無限、ゲート

2mHz～20kHz
2mHz～100kHz
1ms～500s
１μs～500s
1～50kサイクル

共通仕様
周波数分解能
振幅

DC
オフセット

レンジ、単位確度（1kHzにて）分解能
ピークレンジ(AC+DC)
確度

分解能
インピーダンス
絶縁と保護
内部周波数確度
外部リファレンス入力
入力周波数 ロックレンジ
出力周波数 ロックレンジ
位相レンジ
オフセット
外部変調 電圧レンジ入力
周波数帯域レベル、スロープトリガ入力
パルス幅
トリガ出力レベル、パルス幅
出力インピーダンス
出力1mHz
1μHz
10mVpp ～ 10Vpp （50Ω） 、20mVpp ～ 20Vpp （オープン時） Vpp, Vrms, dBm
設定の±2% ±2mVpp
設定の±1% ±1mVpp
3桁
4桁±5V (50Ω） ±10Vpp (オープン時）±2% （オフセット設定の）±2% （オフセット設定の）±1%（振幅設定の）±3mV±0.5%（振幅設定の）±2mV
3桁
4桁50Ω
最大 42Vpk
短絡保護：過負荷時は出力を自動遮断±10ppm (90日） ±20ppm (1年）
オプション
標準(10MHz ±500Hz)
10MHz ±500Hz(10MHz)10MHz-360°～ 360°
±5V フルスケール
DC～20kHzTTLコンパチブル、立上りまたは立下り>100nsTTLコンパチブル、>400ns
50Ω

パターンモード特性
クロック出力パターン

最大レート
レベル& インピーダンス
長さ50MHz
TTLコンパチブル（>2kΩ受), 110Ω(代表値）
2～256-一般仕様
インタフェース
電源
消費電力
使用温度
寸法
質量

PICOTEST Corp.

USB 、 オプション： GPIBまたはRS-232
USB、LAN 、 オプション： GPIBまたはRS-232)
AC100V～240V
50Hz/60Hz
最大35VA
最大80VA
0℃～55℃
214.6(W)x88.6(H)x280.7(D) mm
214.6(W)x88.6(H)x346.9(D) mm
2.1kg
3.1kg

お問合せ先

8F-1,286-9, HSIN YA RD., CHIEN-CHEN ZONE,KAOHSIUNG, R.O.C.
日本総代理店

東洋計測器株式会社

電話 市販部 03-3255-8038 外販部03-3255-8026〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル
Rev.20230613