EtherScope nXG User Guide

LANBERT™
Test AppLANBERTは、IEEE 802.3のデータフレームをLANメディアで送信し、送信フレーム数、損失フレーム数、エラーフレーム数を測定するビットエラー
レートテストアプリケーションです。
LANBERTアプリは、ファイバーまたはメタルメディアを使用して、ループバックテストを実行しま
す：lll

ループバックエンドポイントとして機能する2台目のテストデバイスは、 EtherScope nXGまたはLinkRunner 10Gが対応することができます。
一部のイーサネットスイッチで利用できるスイッチングポート。
物理ループバックデバイス。

LANBERT™ Test App

LANBERTの設定
LANBERTでテストを実行するには、ジェネレータの設定を行う必要があります。本機をアクティブループバックデバイスとして使用する場合は、LANBERTループバックの設定を参照してください。

LANBERT ジェネレータの設定
LANBERTの設定を行うには、LANBERT画面の設定アイコンを開くか、メニューアイコンをタップし、ジェネレータ設定を選択します。

727

LANBERT™ Test App

各項目をタップして、必要に応じて選択項目を入力または修正します。変更した設定は自動的に適用されます。設定が完了したら、OKまたはキャンセルをタップして、設定画面に戻ります。設定が完了したら、戻るボタンをタップして、LANBERTのテスト画面に戻ります。
728

LANBERT™ Test App

スピード : ループバック先とのイーサネットフレー
ムの送受信時のリンクスピードを設定します。
l
テストしたいメディアの容量に合わせて、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbpsを選択することができます。(設定はすべて全二重です)。
l

自動は、ジェネレータとループバックデバイスにスピードをオートネゴシエーションさせます。
(エラーや障害がある場合、速度が異なる場合があります)。

フレーム・サイズ : テスト中に送信するイーサネッ
トフレームのサイズを設定します。
l64、128、256、512、1024、1518バイトのプリセットが選べます。
NOTE: ビットエラーレートテストの目的は、多くの場合、大量のデータでメディアパスに「ストレスを与える」ことなので、最小フレームサイズ64バイトを選択すると、テスト期間中に最大数のフレームを送信することができます。

729

LANBERT™ Test Appll

ランダムは、フレームサイズをランダムに変化させ、実データのばらつきをシミュレートします。
鉛筆アイコン
をタップすると編集画面が表示され、フレームサイズのカスタム値を入力することができます。

継続時間 : テストの時間を設定します。プリセッ
トは、10秒から24時間までです。
評価形式 : エラーやロスのしきい値を採点するために、カウントやパーセント %を設定します。
カウントとパーセントの両方が常に画面に表示されます。
ll

カウント : エラーまたはフレームロスしたフレームの総数をカウントし、エラー・スレッショルドおよび損失・スレッショルドのプリセットを数値に設定します。
パーセント % : エラーまたはフレームロスしたフレームの割合を計算し、エラー・スレッショルドと損失・スレッショルドのプリセットをパーセンテージに設定します。

エラー・スレッショルド : 送受信には成功したが、フレームチェックシーケンスを変更するようなエラーが発生したフレームについて、テスト不合格とするかを定義します。
730

LANBERT™ Test Appl

プリセットから値を選択します：
ooll

評価形式がカウントの場合 ： 0（エラー無し）、1、10、100、1000のいずれか。
評価形式がパーセント %の場合 ： 0.0%（エラー無し）、0.001%、0.01%、0.1%または1%です。

無効は、エラーの評価を無効にします。
鉛筆アイコンをタップして編集画面を開き、エラー・スレッショルドのカスタム値を入力します。

損失・スレッショルド : 送受信に失敗したフレームに関して、テスト失敗の構成要素を定義します。
lプリセットから値を選択します：
ooll

評価形式がカウントの場合 ： 0（エラー無し）、1、10、100、1000のいずれか。
評価形式がパーセント %の場合 ： 0.0%（No errors）、0.001%、0.01%、0.1%または1%です。

無効は、損失の評価を無効にします。
鉛筆アイコンをタップして編集画面を開き、損失・スレッショルドのカスタム値を入力します。
731

LANBERT™ Test App

LANBERT ループバックの設定
このEtherScopeをアクティブループバックデバイ
スとして設定するには、ホーム画面からLANBERTアイコンを選択し、メニューアイコンをタップします。メニューからループバック設定を選択します。設定が終了したら、戻るボタンをタップしてLANBERTのテスト画面に戻ります。
設定できるのは,、スピードのみです。
l
送信側のテストデバイスで選択した速度に合わせます。
100M FDx、1GFDx、2.5G FDx、5G FDx、10G FDxのいずれかを選択することができます。(設定はすべて全二重です)。
l

自動は、EtherScopeが自動的に速度をネゴシエートするようにします。

732

LANBERT™ Test App

LANBERTテストの実行始める前に :lllテストしたいケーブルまたはチャネル経路を特定します。(LANBERTは、Ethernetフレームを使用して、銅線または光ファイバーケーブルを含むLAN経路をテストすることに留意してください。広域ネットワークやIPアドレスを使用してトラフィックをルーティングする機器では機能しません)。
LANケーブルの一端をEtherScope 有線テストポートに差し込みます。
LAN経路の他端には、受信したイーサネットフレームをLANBERT ジェネレータに中継するループバックデバイスを設定します。このデバイスは、以下のようなものがあります：
oo

銅または光ファイバーメディア用の物理的なループバック装置。
ループバック機能を持つイーサネットス
イッチ。(ループの設定方法については、メーカーのドキュメントを参照してください。)

733

LANBERT™ Test AppoLANBERTループバックとしてLANBERTア
プリケーションを実行したNetAlly
EtherScope nXGまたはLinkRunner 10Gを使用します。(どちらの機器もループバック中継として機能し、テストの終点でデータを収集することができます)。ループバックの設定方法については、727ページのLANBERTの設定を参照してください。
NOTE: ループバックモードは、LANBERTアプリが画面に表示されていないときは、必ず停止するようになっています。 長時間のストを行う場合は、ループバックユニットがAC電源に接続されていること、およびスリープ機能をオフにしていることを確認してください（システム設定の「ディスプレイ」→「スリープ」→「Never」をタップ）。

テストの実行LANBERT ジェネレータまたは LANBERT ループバックユニットのどちらを先に設定・起動しても問題ないです。この手順は、ジェネレータから始めます。
1.

テスター本体で、LANBERTアプリケーションを開きます。
734

LANBERT™ Test App

2.

開始ボタンをタップします。

ステータスには、現在のアクティビティが表示されます：

735

LANBERT™ Test Appll

リンク中 : デバイスが接続を設定しています。
ループバック待機中 : ジェネレータがループバックデバイスからの応答を待っている状態です。

3. ループバック装置で（ループバック装置としてEtherScope nXGまたはLinkRunner 10Gを使用している場合）：
a. LANBERTアプリケーションを開きます。
b. 左上のメニューアイコンをタップし、LANBERT ループバックをタップします。
c. 開始ボタンをタップします。
d. LANBERT ジェネレータとの接続が設定されると、ステータスがリンク中に変わります。
4. ステータスが実行中に変わることを確認します。
lテストステータス、フレーム情報、エラーフ
レームグラフを表示します。また、有線テストポートにRJ-45回線を接続し、リンク速度が2.5G、5G、10Gの場合、マルチギガビットの詳細が表示されます。

736

LANBERT™ Test Appl5.

グラフ上でズームを行うには、スワイプ、ダブルタップ、スライダーの移動が可能です。

テストが完了するまで実行させます。ステータ
スにはテスト結果（成功または失敗）が表示され、追加情報が表示される場合があります。

LANBERT結果
ll

LANBERTのアイコンの色は、成功か失敗かを示します（成功は緑、失敗は赤）。
アイコンの下の1行目には、以下のような接続に関する情報が表示されます：
llコネクタータイプ
速度（太字）グレーアウトした値で表示される他の速度は、リンクパートナーによってアドバタイズされたが選択されなかったものです。

737

LANBERT™ Test Appl
半二重と全二重以下の例では、RJ-45コネクタで全二重で1Gbpsのフレームを伝送するテストが成功したことを示しています。

次の例は、全二重の1Gbpsで、設定したスレッショルドを超過したことを示します。

738

LANBERT™ Test Appl

SFPの詳細は、ファイバー接続を使用する場合に表示されます。これらには以下のものが含まれます：
oWavelengtho

Temperature

oVoltageoTx Bias Current

oTx PoweroRx Powero

Rx Reference PoweroRx Power Differenceoo

SET REFERENCE ボタン （テスト実行中のみ表示） ： Rx Reference Powerの値を現在のRx Powerの値にラッチします。
CLEAR REFERENCE ボタン (テスト実行中のみ表示) ： Rx Reference Powerの値をクリアします。

NOTE: LANBERT ジェネレータと LANBERT
ループバックは、どちらも同じ基準電力値を使用します。 この基準電力は、電源投入時にリセットまたはクリアされます。
739

LANBERT™ Test App
ll

損失の数値はテスト終了まで表示されません。
重度の損失イベントは、LANBERT ジェネ
レータが1秒間に1％以上のフレームロスを検出した場合に発生します。

LANBERT結果をLink-Liveへアップロード
LANBERTの結果をLink-Liveサイトに送信するには、LANBERT画面右上のアクションオーバーフ
ローボタン をタップし、Link-Liveへアップロード
またはグラフをLink-Liveへアップロード（データグラフも一緒にアップロードされます）をタップしてください。
740

LANBERT™ Test App

Link-Live共有画面が開きます。LANBERTの結果にコメントを添付することができます。
結果は、Link-Liveの結果ページに表示されます。
741

LANBERT™ Test App

742