REPETMAN ®
Mode d’emploi

Veuillez lire attentivement avant utilisation, et suivre
toutes les instructions d´emploi et de sécurité.

Instrucciones de manejo

Por favor leer cuidadosamente antes de la utilizacióny seguir todas las normas de manejo y de seguridad.

Gebrauchsanleitung

Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen und alle
Bedienungs- und Sicherheitshinweise befolgen!

Operating Manual

Please read carefully before use, and follow
all operating and safety instructions!

[Gilson S.A.S 19 avenue des Entrepreneurs
BP. 145 F-95400 Villiers-le-Bel (France)
www.gilson.com
LT801491 · 9975 36 · Printed in Germany · 21/0611/4]

Inhalt

Contents

Seite
Sicherheitsbestimmungen4
Funktion und Einsatzgrenzen
7
Einsatzausschlüsse
8
Bedienelemente
9Inbetriebnahme
10
Akku-Pack einsetzen
10
Akku-Pack laden
11
Akku-Pack wechseln
14
Einschalten und Ausschalten
15
Einlegen der Spitzen
16
Entnahme der Spitzen
18
Funktionen des
REPETMAN
19
Aufsaugen der Flüssigkeit
20
DISP-Modus
22
AUTO-DISP-Modus
24
PIP-Modus
26
Veränderung STEP-Volumen
27
Veränderung Aufsaug- und
Abgabegeschwindigkeit
28Änderung des Funktionsmodus 30
Selektion vonkompatiblen Spitzen
31
Resthub
33
Freistrahldosierung
33
Wartung und Reinigung
33
Werkszustand33
Störung – was tun?
34
Technische Daten
42
Genauigkeitstabelle
43
Bestelldaten
44
Zur Reparatur einsenden
46
Entsorgung
47
Mängelhaftung48

Safety instructions
Purpose and limitations
Operating exclusions
Operating elements
Initial operation
Insert battery pack
Charge battery packReplace battery pack
Switching on/off
Inserting tips
Removing tips
Functions of the
REPETMAN
Aspirating liquid
DISP-mode
AUTO-DISP-mode
PIP-mode
Adjusting STEP volume
Adjusting aspirationand dispensing speed
Changing modeUse of compatible tips
from other manufacturers
Residual stroke
Non-contact dispensing
Maintenance and cleaning
Default settings
Troubleshooting
Technical data
Accuracy table
Ordering data
Return for repair
Disposal
Warranty

Table des Matières
Page
4
7
8
9
10
10
11
14
15
16
18
19
20
22
24
26
27
28
30

Règles de sécurité
Objectifs et limites
Restrictions d’emploi
Eléments de commandePremière mise en service
Insérer la batterie
Recharger la batterieRemplacer la batterie
Marche et arrêt
Installation des seringues
Enlèvement des seringues
Fonctions du
REPETMAN
Aspiration du liquide
Mode-DISP
Mode-AUTO-DISP
Mode-PIP
Réglage du volume d’aliquot
Réglage de la vitessed’aspiration et de distribution
Changement de mode
Compatibilité avec desseringues d’autres fabricants
Surplus de course
Distribution à jet libre
Entretien et nettoyage
Ajustages en usine

Contenido
Page
4
7
8
9
10
10
11
14
15
16
18
19
20
22
24
26
27
28
30

31
31
33
33
33
33
33
33
33
33
36 Problèmes possibles - Que faire? 38
42 Données techniques
42
43 Table de précision
43
44 Références
44
46 Retour en réparation
46
47 Mise aux rebuts
47
48 Garantie
48
-3-

Pág.
Normas de seguridad
4
Objetivo y limitaciones
7
Excepciones de uso
8
Elementos de manejo
9
Puesta en servicio inicial
10
Colocar la unidad de baterías
10
Cargar la unidad de baterías
11
Reemplazar la unidad de baterías 14
Encendido y apagado 	
15
Colocación de las puntas
16
Extracción de las puntas
18
Funciones del
REPETMAN
19
Aspiración de muestra
20
Modo-DISP
22
Modo-AUTO-DISP 	
24
Modo-PIP
26
Ajuste del volumen de paso
27
Ajuste de la velocidad deaspiración y de dosificación
28
Cambio de modo
30
Utilización de puntas compatibles de otros fabricantes
31
Sobreembolada
33
Dosificación de chorro libre
33
Limpieza y mantenimiento
33
Ajuste de fábrica
33¿Qué hacer en caso de avería? 	40
Datos técnicos
42
Tabla de precisión
43
Informaciones de pedido
44
Envíos para reparación
46
Eliminación47
Garantía48

-4-

SicherheitsbestimmungenSafety instructions

Règles de sécurité

Normas de seguridad

Dieses Gerät kann in Kombination mit gefährlichen Materialien,
Arbeitsvorgängen und Apparaturen
verwendet werden. Die Gebrauchsanleitung kann jedoch nicht alle
Sicherheitsprobleme aufzeigen,
die hierbei eventuell auftreten.
Es liegt in der Verantwortung desAnwenders, die Einhaltung derSicherheits- und Gesundheitsvorschriften sicherzustellen und die
entsprechenden Einschränkungenvor Gebrauch festzulegen.

This instrument may sometimes
be used with hazardous materials,
operations, and equipment. To
address all of the safety problems
associated with its use in suchapplications is beyond the scopeof this manual. It is the responsibility of the user of this instrument
to consult and establish appropriate safety and health practices
and determine the applicability of
regulatory limitations prior to use.

Cet appareil peut être utilisé avec
des matériaux dangereux ou en
relation avec des appareillages ou
procédés dangereux. Ce moded’emploi cependant ne peut traitertous les problèmes de sécurité
pouvant résulter de l’utilisation del’appareil dans ces cas d’application. Ce sera donc de la responsabilité de l’utilisateur de l’appareilde consulter et d’élaborer desconsignes de sécurité et de santéet de déterminer les restrictions
correspondantes avant l’emploi.

Este instrumento puede utilizarse
con materiales, procedimientos e
instalaciones peligrosos. Las instrucciones presentes, sin embargo,no pueden enumerar todos los
problemas de seguridad que
puedan resultar de tales aplicaciones. Es entonces la responsabilidad del usuario del instrumento deconsultar y establecer las medidas
apropiadas de seguridad y salud,así como de determinar las limitaciones de aplicación correspondientes antes de su uso.

1. Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch
des Geräts gelesen haben undbeachten.
2. Allgemeine Gefahrenhinweise undSicherheitsvorschriften befolgen,z.B. Schutzkleidung, Augenschutz
und Schutzhandschuhe tragen.
Beim Arbeiten mit infektiösen
oder gefährlichen Proben müssen
die Standardvorschriften und -vorkehrungen eingehalten werden.
3. Angaben der Reagenzienhersteller
beachten.
4. Gerät nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre betreiben.
Keine leicht entzündlichen Medien
pipettieren.

1. Every user must read and understand this operating manual
prior to using the instrument andobserve these instructions duringuse.
2. Observe general instructions forhazard prevention and safety
instructions; e.g. wear protective
clothing, goggles and gloves.
When working with infectious
or other hazardous samples, allappropriate regulations and precautions must be followed.
3. Observe all safety precautions
provided by reagent manufacturers.
4. Never use the instrument in an
atmosphere with danger of explosion. Highly flammable liquids
must not be pipetted.

1. Chaque utilisateur doit avoir lu ce
livret mode d'emploi avant l'emploi
de l'appareil et en observer les
instructions.
2. Observer les instructions générales
pour la prévention des dangers et
les instructions de sécurité; par
ex. porter des vêtements de protection, des lunettes protectrices
et des gants protecteurs. Lors
de manipulation d’échantillons
infectieux ou dangereux, lesconsignes ainsi que les mesuresde précaution standard en vigueurdans les laboratoires doivent êtreobservées.
3. Respecter toutes les mesures deprécaution données par les fabricants du réactif.
4. Ne pas utiliser l‘appareil dans une
atmosphère pouvant provoquer
des explosions. Les substances
facilement inflammables ne doivent pas être pipetés.

1. Todo usuario debe haber leído
estas instrucciones de manejo
antes de utilizar el aparato, y debe
seguirlas.
2. Observar las instrucciones generales para la prevención de peligros
y las instrucciones generales:
por ej. llevar vestimenta, gafas yguantes de protección. Al trabajar
con muestras infecciosas o peligrosas, deberán seguirse las normativas estándar de laboratorios ytomar las medidas pertinentes.
3. Observar todas las precauciones
indicadas por los fabricantes dereactivos.
4. No hacer funcionar el aparato
en atmósfera con peligro de
explosión. No se deben pipetear
medios fácilmente inflamables.

5. Gerät nur zum Dosieren von Flüssigkeiten und nur im Rahmen derdefinierten Einsatzgrenzen und-ausschlüsse einsetzen. Einsatzausschlüsse beachten (siehe
Seite 7, 8). Bei Zweifel unbedingt
an den Hersteller oder Händler
wenden.
6. Stets so arbeiten, dass weder der
Benutzer noch andere Personen
gefährdet werden. Spritzer
vermeiden. Nur geeignete Gefäße
verwenden.
7. Beim Einsetzen und Arretieren
einer Spitze bewegt sich der
Kolben der Spitze. Bei Verwendung einer bereits benutzten
Spitze muss gewährleistet sein,
dass sich keine Restflüssigkeit indieser befindet.
8. Die STEP-Taste des Gerätes nur
drücken, wenn gewährleistet ist,
dass von der abgegebenen Flüssigkeit keine Gefahr ausgeht.
9. Die Berührung der Spitzenöffnung
ist beim Arbeiten mit aggressiven
Medien zu vermeiden.
10. Nie Gewalt anwenden.
11. Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden. Keinetechnischen Veränderungenvornehmen. Das Gerät darf nichtzerlegt werden.
12. Vor Verwendung sets den
ordnungsgemäßen Zustand desGerätes prüfen. Sollten sich Störungen des Gerätes ankündigen,sofort aufhören zu dosieren und
das Kapitel „Störungen- was tun?“(Seite 34, 35) befolgen. Ggf. an
den Hersteller wenden.

5. Use the instrument only for dispensing liquids, with strict regard
to the defined Operating Exclusions and Limitations. Observe
operating exclusions (see page 7,8). If in doubt, contact the manufacturer or supplier.
6. Always work in a way which neither endangers the user nor any
other person. Avoid splashes. Use
only suitable containers.
7. When a tip is inserted and locked
the plunger can move inside thetip. If the tip was previously used,make sure that no sample was left
inside, or that the tip is directed toa receiving vessel.
8. Only press the STEP key after
ensuring that dispensing thesample will not result in any
danger.
9. Avoid touching the tip orifice whenworking with hazardous samples.
10. Never use force on the instrument.
11. Use only original manufacturer‘s
accessories and spare parts. Do
not attempt to make any technicalalterations. Do not dismantle theinstrument.
12. Always check the instrumentfor visible damage before use.
If there is a sign of a potential
malfunction, immediately stop
dispensing. Consult the ‘Troubleshooting’ section of this manual(see page 36, 37), and contact
the manufacturer if needed.

5. N’utiliser l’appareil que pourdoser des liquides en respectant
strictement les interdictions et
restrictions d’emploi définies.
Observer les interdictions d‘emploi(voir page 7, 8). En cas de doute,se renseigner auprès du fabricant
ou du fournisseur.
6. Toujours travailler de telle manière
que ni l’utilisateur ni d’autres
personnes puissent être mis en
danger. Eviter les éclaboussures.
Utiliser uniquement des récipients
appropriés.
7. Quand une seringue est insérée
et que sa position est verrouillée,le piston peut bouger à l’intérieurde la seringue. Si cette seringue a déjà été utilisée, s’assurer
préalablement qu’elle ne contientplus d’échantillon ou que la seringue est dirigée vers un récipient
pouvant le recevoir.
8. N’actionner le bouton STEP del’appareil qu’après s’être assuré
que la distribution de l’échantillon
ne présente aucun risque.
9. Lors de la manipulation d’échantillons dangereux, éviter detoucher le bout de la seringue.
10. Ne jamais employer la force.
11. N’utiliser que des pièces derechange et des accessoiresd’origine. Ne pas effectuer demodifications techniques. Ne pas
démonter l'appareil.
12. Avant l’utilisation vérifier l’état
correct de l’instrument. Si desproblèmes apparaissent, arrêter
immédiatement la distribution et-5-

5. Utilizar el aparato únicamentepara dosificar líquidos observando
estrictamente las excepciones ylimitaciones prescritas para el uso.
Observar las excepciones de uso(ver pág. 7, 8). En caso de duda,
dirigirse sin falta al fabricante o al
distribuidor.
6. Trabajar siempre de tal manera
que no corran peligro ni elusuario ni otras personas. Evitar
salpicaduras. Utilice solamente
recipientes adecuados.
7. Al colocar y fijar una punta, elémbolo podría moverse dentro dela misma. Si esta punta ya ha sido
utilizada, asegurarse antes que
ya no haya muestra en la mismao que la punta esté dirigida en unrecipiente de recogida.
8. Apretar el botón STEP únicamente
después de haberse asegurado
que la dosificación de la muestra
no represente ningún peligro.
9. Evitar tocar la abertura de la punta
al trabajar con muestras peligrosas.
10. No emplear nunca la fuerza.
11. Utilizar sólo accesorios yrecambios originales. No efectúe
ninguna modificación técnica. ¡No
desmonte el aparato!
12. Antes de cada uso, comprobar elestado correcto de aparato. En elcaso de que se produzcan averías
en el aparato, inmediatamente
dejar de dosificar, limpiar y seguir
las instrucciones del capítulo
‘¿Qué hacer en caso de avería?’(véase pág. 40, 41).

-6-

Sicherheitsbestimmungen - Fortsetzung -Safety considerations

Règles de sécurité

Normas de seguridad- continued -- suite -- continuación -13. Der Original-Akku darf nicht
gegen nicht-wiederaufladbare
Akkus oder wiederaufladbare
Akkus anderer Hersteller ausgetauscht werden.
14. Zum Aufladen der NiMH-Akkus
darf nur das Original-Netzteil in
Verbindung mit der mitgelieferten
Original-Ladestation verwendet
werden.
15. Das Netzteil ist vor Feuchtigkeit zu schützen und darf nur in
Verbindung mit diesem Gerät
betrieben werden.
16. Nur vollständig entladene Akkus
entsprechend der Batterieverordnung entsorgen.

13. The original battery must not be
replaced with non rechargeable
batteries or rechargeable batteriesof other manufacturers.
14. To charge the NiMH battery packuse only the original AC adapter
in combination with the original
charging dock.
15. The AC adapter has to be protected against moisture and must
be used only for this instrument.
16. Dispose of battery pack only whencompletely discharged, and according to applicable regulations.

		consulter le chapitre ‘Problèmes,que faire?’ (voir page 38, 39). Si
besoin est, contacter le fabricant.
13. Ne pas remplacer la batterie
originale par des batteries nonrechargeables ou rechargeablesd'autres fabricants.
14. Pour charger la batterie NiMH,
n’utiliser que le bloc secteurd’origine en combinaison avec lechargeur d’origine.
15. Le bloc d’alimentation doit êtreprotégé de l'humidité et ne doitêtre utilisé que pour cet appareil.
16. Eliminer uniquement les batteries
totalement déchargées conformément aux prescriptions en vigeur
dans votre pays.

		En caso necesario dirigirse alfabricante.
13. No reemplezar el acumulador
original por acumuladores norecargables o recargables deotros fabricantes.
14. Para cargar la unidad de bateríasde NiMH, utilizar exclusivamenteel equipo de red original en combinación con el cargador original.
15. Se debe utilizar el equipo de red
unicamente con este aparato yprotegerlo contra humedad.
16. Cuando las baterías estén totalmente descargadas, elimínelas deacuerdo a las prescripciones envigor.

Hinweis:Achtung Verletzungsgefahr:
Kolbenaufnahme im Gerät nicht
berühren!

Note:
Attention: Risk of injury!
Do not touch the plunger seat
inside the instrument!

Remarque:Attention: Risque de blessure! Ne
jamais toucher la partie d’insertion
du piston à l’interieur de l’appareil.

Nota:¡Atención! Riesgo de lesiones:
No tocar el alojamiento del émbolodel HandyStep® electronic.

Warnung!
Unsachgemäße Behandlung desGerätes oder der Akku-Packs(Kurzschluss, mechan. Zerstörung,Überhitzung, falsches Netzteiletc.) kann in Extremfällen zur
Explosion des Akku-Packs führen.

Warning!
Improper use of the instrument
or the batteries (short circuit,mechanical damage, overheating,incorrect AC adapter etc.) may, in
extreme cases, lead to explosionof the batteries.

Avertissement!
L’utilisation inadéquate de l’appareil ou des batteries (court-circuit,endommagement mécanique,échauffement excessif, bloc secteur inadéquat, etc.) peut, dansles cas les plus défavorables, provoquer l’explosion des batteries.

¡Advertencia!
La utilización inadecuada del instrumento o de la unidad de baterías (cortocircuito, daño mecánico,sobrecalentamiento, equipo de red
inadecuado, etc.) podría, en casos
extremos, causar la explosión dela unidad de baterías.

Verwendungszweck

PurposeUtilisation

Aplicación

Beim REPETMAN® handelt es sichum einen mikroprozessorgesteuerten,
akkubetriebenen Handdispenser.
Gilson Repet-Tips mit Typcodierung
werden vom Gerät automatisch nachihrem Nennvolumen erkannt underlauben die schnellstmögliche Volumenselektion.
Kompatible Dispenser-Tips anderer
Hersteller können ebenfalls genutzt
werden, nachdem man das entsprechende Volumen manuell ausgewählt
hat.

The REPETMAN® is a microprocessor
controlled battery- operated repetitive
pipette. The instrument automaticallyrecognizes new Gilson Repet-Tips,
which are encoded for tip volume.
This allows fastest possible volume
selection. If you want to use compatible tips from other manufacturers,
you must set the volume manually.

REPETMAN® est une pipette àrépétition pilotée par microprocesseuret fonctionnant sur batterie. L’appareil
reconnaît automatiquement toutes
nouvelles seringues Gilson Repet-Tips
à codage indiquant le volume de laseringue. Ceci permet la sélection
la plus rapide possible du volume.
Si vous voulez utiliser des seringues
compatibles d’autres fabricants,
il vous faut procéder à un réglage
manuel du volume.

El REPETMAN® es una pipeta repetitiva dirigida por un microprocesador
y accionada por baterías. El instrumento identifica automáticamente
nuevas puntas Repet de Gilson con
codificación indicando el volumen dela punta. Esto permite la selección
más rápida posible del volumen. Si
Ud. quiere utilizar puntas compatibles
de otros fabricantes, tiene que efectuar un ajuste manual del volumen.

Nachfolgend wird der Begriff„Spitzen“ zusammenfassend
für Repet-Tips mit Typcodierung
und kompatiblen Dispenser-Tips
verwendet.

From now on, the term "tips"
refers to Repet-Tips with size
encoding and compatible tips.

Par la suite, le terme «seringues»se réfère aux seringues RepetTips à codage et à des seringues
compatibles.

A continuación, el término„puntas“ se refiere a puntas Repet
codificación y puntas compatibles.

Einsatzgrenzen

Limitations of use

Limites d’emploi

Limitaciones de empleo

Das Gerät dient zum schnellen undeinfachen repetitiven Dosieren von
Flüssigkeiten unter Beachtung folgender Grenzen:- +15 °C - +40 °C(von Gerät und Reagenz- andere Temperaturen auf Anfrage)- Dampfdruck bis 500 mbar
- Viskosität:
20 mPa s bei 50 mL Repet-Tips
260 mPa s bei 5 mL Repet-Tips
977 mPa s bei 1,25 mL Repet-Tips

The instrument is designed for quick
and simple repetitive dispensing ofsamples, observing the following
limitations:- +15 °C to +40 °C (59 °F to 104 °F)(instrument and reagents- other temperatures on request)- vapor pressure up to 500 mbar
- viscosity:
20 mPa s with 50 mL Repet-Tips
260 mPa s with 5 mL Repet-Tips
977 mPa s with 1.25 mL Repet-Tips

L’appareil sert pour la distribution
répétitive de liquides de façon rapide
et simple, en respectant les limites
suivantes:- +15 °C à +40 °C(appareil et réactifs- autres températures sur demande)- pression de vapeur 500 mbar max.
- viscosité:
20 mPa s avec Repet-tips 50 mL
260 mPa s avec Repet-tips 5 mL
977 mPa s avec Repet-tips 1,25 mL

El instrumento está diseñado parala dosificación repetitiva de muestras rápida y sencilla observando lossiguientes límites:- +15 °C a +40 °C(instrumento y reactivos- otras temperaturas sobre demanda)- presión de vapor hasta 500 mbar
- viscosidad:
20 mPa s con puntas Repet 50 mL
260 mPa s con puntas Repet 5 mL
977 mPa s con puntas Repet 1,25 mL

-7-

-8-

Einsatzausschlüsse   

Operating exclusions

Interdictions d’emploi

Excepciones de uso

Bei richtiger Handhabung desGerätes kommt die zu dosierende
Flüssigkeit nur mit der Spitze undnicht mit dem REPETMAN electronic
in Berührung.
Der Anwender muss die Eignung desGerätes für den Verwendungszweck
selbst überprüfen.
Das Gerät niemals zum Dosieren
von Flüssigkeiten einsetzen, die Polypropylen, Polyethylen oder Polycarbonat (Gehäuse) angreifen. Aggressive
Dämpfe meiden (Korrosionsgefahr)!

During proper operation, the dispensed sample only comes in contact
with the tip and not with the
REPETMAN.
The user has to ensure tho compatibility of the instrument with theintended application.
Never dispense samples which attack
polypropylene, polyethylene or polycarbonate (housing). Avoid aggressive
fumes (danger of corrosion)!

Quand l’appareil est utilisé correctement, le liquide délivré n’entre encontact qu’avec la seringue et non
avec le REPETMAN.
C‘est à l‘utilisateur de vérifier sil‘appareil est approprié pour l‘emploi
qu‘il veut en faire.
Ne jamais délivrer des liquides attaquant le polypropylene, le polyethylene ou polycarbonate (boîtier). Eviter
les fumées aggressives (risque decorrosion)!

Durante un manejo correcto, la muestra dosificada sólo entra en contacto
con la punta y no con el REPETMAN.
El usario dede asegurarsede lacompatibilidad del aparato para cadaaplicación.
No dosificar nunca muestras que
ataquen polipropileno, polietileno opolicarbonato (carcasa). Evitar vapores agresivos (riesgo de corrosión)!

Hinweis:
Gerät und Spitzen sind nicht autoklavierbar (121 °C). Sterile Spitzen
siehe Seite 45.
Repet-Tips sind Einmalartikel.
Zur Desinfektion können handelsübliche Desinfektionslösungenverwendet werden, soweit sie
PC/PBT nicht angreifen oderdas Display beschädigen.

Note:
The instrument and the tips
are not autoclavable (121 °C /250 °F). See sterile tips on
page 45. Pipette tips aredisposables.
For disinfection you may use
commercially available disinfecting
solutions as long as they do notattack PC/PBT or damage thedisplay.

Remarque:L’appareil et les seringues RepetTips ne sont pas autoclavables(121 °C). Voir seringues RepetTips stérilisées, page 45.
Les seringues pour pipettes sontdes articles à usage unique.
Pour la désinfection, les solutions
désinfectantes courantes dans lecommerce peuvent être utiliséespour autant qu‘elles n‘attaquentpas le PC/PBT ou n’endommagent l’écran.

Nota:
El instrumento y las puntas
Repet no son esterilizables en
autoclave (121 °C). Ver puntas
Repet esterilizadas, pág. 45.
Puntas de pipeta son artículos
desechables.
Para la desinfección se pueden
utilizar soluciones desinfectantes
habituales en el mercado entanto que no ataquen el PC/PBT
o estropean la pantalla.

Bedienelemente

1

Display
Display

2∇∆-Einstelltasten (+/-)∇∆ Keys (+/-)

3

Eingabebestätigung
ENTER Key4

MENU-Auswahltaste
MENU Key

5

Akku-Fach-Deckel
Battery Compartment Cover

6

STEP-Taste
STEP Key

7

Verschlussknopf
Locking Lever

Operating elements

Eléments de commande

1

2
4

3
2
6

5

7

-9-

Elementos de manejo

1

Ècran
Pantalla

2∇∆-Boutons (+/-)∇∆ Botones (+/-)

3

Bouton ENTER
Botón ENTER

4

Bouton MENU
Botón MENU

5

Couvercle du compartimentbatterie
Tapa del compartimento de launidad de baterías

6

Bouton STEP
Botón STEP

7

Touche de verrouillage
Tecla de cierre

- 10 -

Inbetriebnahme

Initial operation

Première mise en service

Puesta en servicio inicial

Akku-Pack einsetzen

Insert battery packInsérer la batterie.

Colocar la unidad de baterías

1. Deckel des Akku-Faches öffnen
und Akku-Pack einlegen. Darauf
achten, dass die elektrischen
Kontakte von Akku-Pack und
REPETMAN Kontakt haben.
2. Deckel des Akku-Faches wieder
einsetzen und verschließen.

1. Open the battery compartment
cover and insert battery pack,ensuring that the electrical contacts on the battery pack connect
with those of the REPETMAN.
2. Replace the battery compartment
cover.

1. Ouvrir le couvercle du compartiment batterie et mettre en place labatterie en veillant à ce qu’il existe
une connexion entre les contactsélectriques de la batterie et ceux
du REPETMAN.
2. Remettre en place le couvercle ducompartiment batterie.

1. Abrir la tapa del compartimentode la unidad de baterías y colocar
la unidad de baterías verificandoque exista una conexión entre loscontactos eléctricos de la unidad
de baterías y los del REPETMAN.
2. Colocar nuevamente la tapa delcompartimento de la unidad debaterías.

Warnung!
Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben
oder geladen werden.

Warning!
The instrument must not be usedor charged in potentially explosive
environments.

Avertissement!
L’appareil ne peut être utilisé nichargé dans des environnements
potentiellement explosifs.

¡Advertencia!
El instrumento no se puede utilizar
ni cargar en ambientes potencialmente explosivos.

2

3





1

Akku-Pack laden

Charge battery pack

Recharger la batterie.

Cargar la unidad de baterías

Der Akku-Pack kann im REPETMAN
wie auch direkt in der Ladestation
geladen werden.
Vor dem ersten Einsatz Akku-Packüber mindestens 3,5 h im
REPETMAN laden. Nach 2 - 3
weiteren Ladezyklen im Gerät wird
die volle Kapazität erreicht.
Die Batterieanzeige ist am genauesten, wenn die Akku-Packs für
3,5 h im Gerät geladen wurden.
Das Entfernen des Akku-Packs
führt zu einem Zurücksetzen derAnzeige. Nach dem Einsetzen
eines neuen Akku-Packs blinkt
der Rahmen der Batterieanzeige,um darzustellen, dass der Ladestatus noch nicht exakt definiert
ist.

The battery pack can be charged
either inside the REPETMAN or in the
charging dock.
Before first use charge the battery
pack inside the REPETMAN in
the original charging dock for atleast 3.5 hours. After 2 - 3 further
charging cycles inside the instrument, the full capacity is reached.
Charge indicator is most accurate
when battery pack is charged 3.5hours in the instrument.
Removal of battery pack resets
indicator. Upon reinsertion battery-charge frame flashes toindicate that charge status isapproximate.

La batterie peut être chargée aussi
bien à l’intérieur du REPETMAN, que
directement sur le chargeur.
Avant la première utilisation,
charger la batterie à l’intérieur du
REPETMAN sur le chargeur d’origine pendant 3,5 h au minimum. La
pleine charge sera atteinte après
2 ou 3 cycles supplémentaires decharge avec la pipette installée surle chargeur.
L’indication de la batterie est la plus
correcte quand la batterie a été
chargée à l’intérieur de l’appareil
pendant 3,5 heures.
Si la batterie est retirée, l‘indicateurde la batterie se remet à la position
initiale. Après réinstallation, latémoin d‘indication de charge de labatterie clignote pour indiquer quel’état de charge n’est pas exactement défini.

La unidad de baterías se puede cargar
dentro del REPETMAN o directamente
en el cargador.
Antes de usar el instrumento por
primera vez, cargar la unidad debaterías dentro del REPETMAN enel cargador original durante por
lo menos 3,5 horas. Se alcanza laplena capacidad después de haberrealizado 2 a 3 ciclos de carga
subsecuentes dentro del instrumento.
La indicación de batería es la más
exacta cuando la unidad de baterías ha sido cargada durante 3,5 h.
Al retirar la unidad de baterías, laindicación de batería se restablece
a la posición inicial. Depués decolocarla nuevamente, el marco dela indicación de batería parpadea
para indicar que el estado decarga es aproximado.

Hinweis:Bei kompletter Entladung oder beimWechsel des Akku-Packs gehen
die gespeicherten Daten und Einstellungen nicht verloren.
Bei längeren Betriebspausen ist
der Akku-Pack aus dem Gerät zu
entfernen.

Note:Stored data and settings are retained when the battery pack iscompletely discharged or during
replacement.
Remove the battery pack when not
in regular or daily use.

Remarque:Les données et réglages enregistrés restent conservés en cas
d’une décharge totale de la batterie ou lors de son remplacement.
Retirer la batterie si l’appareiln’est pas utilisé régulièrement
tous les jours.

Nota:
Datos y ajustes almacenados
quedan conservados en caso de
una descarga total de la unidad debaterías o al reemplazarla.
Retirar la unidad de baterías si el
instrumento no se utiliza regularmente todos los días.

- Ein einmaliges akustisches Signal
weist darauf hin, dass ein Nachladen oder der Austausch des
Akku-Packs notwendig ist. Zusätzlich blinkt die Batterieanzeige im
Display.

- A single tone indicates that thebattery pack has to be charged or
replaced. The battery symbol will
flash on the display.

- Un signal sonore unique indiquequ’il est nécessaire de recharger ou
de remplacer la batterie. L‘indicateur de la batterie clignotera àl’affichage.

- Un solo sonido indica que esnecesario recargar o reemplazar la
unidad de baterías. La indicación debatería parpadeará en la pantalla.

- 11 -

- 12 -

Laden im
REPETMAN

Charging inside
the REPETMAN

Recharger à l’intérieur
du REPETMAN

Cargar dentrodel REPETMAN

Achtung:
Vor dem Laden sicherstellen, dassdas Netzteil für die im Labor vorhandene Spannung geeignet ist.

Attention:
Before charging, make sure that
the AC adapter is appropriate foryour line voltage.

Attention:
Avant de procéder à la charge,s’assurer que le bloc secteur est àla tension du réseau.

Atención:
Antes de cargar la unidad de baterías, asegurarse que el equipo dered sea apropiado para el voltaje
de su fuente de corriente.

1. Anschluss des Netzteiles seitlich indie Ladestation stecken.
2. Gerät mit Akku-Pack in die
Ladestation stellen. Akustisches
Signal bestätigt das ordnungsgemäße Einlegen.
3. Grüne Leuchtdiode an derLadestation signalisiert den Ladevorgang.

1. Plug the AC adapter connector into
the side of the charging dock.
2. Place the instrument with the battery pack into the charging dock.
A tone indicates proper positioningof the instrument.
3. A green light on the charging dockindicates that the instrument ischarging.

1. Enfoncer la fiche du bloc secteur
sur le côté du chargeur.
2. Poser l’appareil avec batterie sur lechargeur. Un signal sonore indiqueque l’appareil se trouve bien enplace.
3. Un témoin lumineux vert sur lechargeur indique que la batterie est
en train d’être chargée.

1. Enchufar la clavija del equipo dered en la parte lateral del cargador.
2. Colocar el instrumento con unidad
de baterías en el cargador. Un
sonido indica que el instrumento se
ha posicionado correctamente.
3. Una luz verde en el cargador indica
que la unidad de baterías se estácargando.

1

Die Ladezeit bei fast vollständig entleertem Akku-Pack beträgt ca. 3,5 h.

2

The charging time for a nearly empty
battery pack mounted in the instrument is approximately 3.5 hours.

3

La durée de charge pour la batterie presque totalement déchargée,
installée dans l’appareil, est d’env.
3,5 heures.

El tiempo de carga para una unidad
de baterías descargada casí por completo, colocada en el instrumento, es
de aprox. 3,5 horas.

Achtung:
Nach jedem Einsetzen eines
Akku-Packs blinkt der Rahmen derBatterieanzeige, bis der AkkuPack für mindestens 3,5 h im
Gerät geladen wurde.

Attention:
Upon each battery pack insertion,
charge-indicator frame flashes
until battery pack is charged for atleast 3.5 hours inside instrument.

Attention:
Après chaque installation d’une
batterie, le témoin de charge de labatterie clignote jusqu’à ce que labatterie ait été chargée pendant
3,5 heures au minimum.

Atención:Depués de colocar una unidad debaterías, el marco de la indicaciónde batería parpadea hasta quela unidad de baterías haya sido
cargada durante por lo menos 3,5
horas.

Laden des Akku-Packs
in der Ladestation

Charging the battery packin the charging dockCharge de la batterie sur lechargeur

Cargar la unidad de baterías
en el cargador

In der Ladestation kann ein zusätzlicher oder separater Akku-Packgeladen werden, auch während der
REPETMAN in Gebrauch ist.
1. Anschluss des Netzteiles seitlich indie Ladestation stecken.
2. Akku-Pack in den entsprechenden
Schacht der Ladestation stellen.
Darauf achten, dass die elektrischen Kontakte des Akku-Packs
und der Ladestation Kontakthaben.
3. Die grüne Leuchtdiode an derLadestation signalisiert den Ladevorgang.

The charging dock allows you tocharge a separate battery pack while
the REPETMAN is in use.
1. Plug the AC adapter connector into
the side of the charging dock.
2. Insert the battery pack into thecentral opening of the charging
dock, making sure the battery packcontacts connect with the charging
dock contacts.
3. A green light on the charging dockindicates that the battery pack ischarging.

Le chargeur permet de charger unbatterie supplémentaire pendant quele REPETMAN est utilisé.
1. Enfoncer la fiche du bloc secteur
sur le côté du chargeur.
2. Poser la batterie sur le compartiment central du chargeur en veillant
à ce qu’il existe une connexion
entre les contacts de l’unité d’accumulateurs et ceux du chargeur.
3. Un témoin lumineux vert sur le chargeur indique que la batterie est en
train d’être chargée.

El cargador permite cargar una unidad
de baterías separada mientras secontinúa usando el REPETMAN.
1. Enchufar la clavija del equipo dered en la parte lateral del cargador.
2. Colocar la unidad de baterías en laabertura central del cargador verificando que exista una conexión
entre los contactos de la unidad debaterías y los del cargador.
3. Una luz verde en el cargador indica
que la unidad de baterías se estácargando.

1

Die Ladezeit bei fast vollständig entleertem Akku-Pack in der Ladestation
beträgt ca. 2,5 h.

2

The charging time for a nearly empty
battery pack in the charging dock isapproximately 2.5 hours.

3

La durée de charge pour une batterie
déchargée, installée directement surle chargeur, est d’env. 2,5 heures.
- 13 -El tiempo de carga para una unidad
de baterías descargada, colocada
directamente en el cargador, es deaprox. 2,5 horas.

- 14 -

Akku-Pack laden– Fortsetzung –Charge battery pack– continued –Grüne Leuchtdiode

Aus

An

Blinkend

Green light status

Off

On

Flashing

Vorgang

Kein Gerät bzw.
Ladevorgang
Akku-Pack in der		
Ladestation					

Akku-Pack vollständig geladen,
Erhaltungsladestrom

Process

Battery pack fully
charged;maintenancechargeCharging dockCharging
empty
in process						

Recharger la batterie.
– suite –Etat témoin
lumineux vert
Estado de la luz
verde

Cargar la unidad de baterías– continuación –EteintAllumé

Clignotant

ApagadoEncendidoIntermitente

Processus
Chargeur vide
En processus		de charge
			
			
			
ProcesoCargador vacío
En proceso		de carga
			
			
			

Unité d‘accumulateurs totalement
chargée;charge demaintien
Unidad debaterías cargada
por completo;
carga decompensación

Akku-Pack wechseln

Replace battery packRemplacer la batterie.

Reemplazar la unidad de baterías

Vollständig geladene Akku-Packs erlauben ein Dauerpipettieren von ca.
2,5 h mit einem 12,5 mL Repet-Tip
gefüllt mit einer Probe, deren Viskosität und Dichte ähnlich Wasser ist.
- Ein akustisches Signal ertönt, wennein erneutes Laden notwendig ist.
- Batterieanzeige im Display blinkt.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt mussder REPETMAN geladen oder ein
Ersatz-Akku-Pack eingesetzt werden.
Bevor der Akku-Pack entnommen
wird, muss sichergestellt sein,
dass die Spitze komplett entleert
ist.

A fully charged battery pack provides
enough power for approximately 2.5hours of continuous use with a
12.5 mL Repet-Tip filled with asample with similar viscosity anddensity to water.
- A tone indicates the need forrecharging.
- The battery symbol will flash on thedisplay.
This indicates the need to recharge
the REPETMAN or to insert a sparebattery pack.
Before removing the battery,make sure the tip is completely
empty.

Une batterie totalement chargéecontient de l’énergie pour une utilisation continue pendant env. 2,5 heuresavec un Repet-Tip de 12,5 mL remplie d’un liquide à viscosité et densité
similaires à celles de l’eau.
- Un signal sonore indique qu’il est
nécessaire de procéder à une
recharge.
- Le temoin de charge de la batterieclignotera à l’affichage.
Ceci indique que la batterie doit êtrerechargée ou remplacée.
Avant de retirer la batterie,s’assurer que la seringue est
totalement vidée.

Una unidad de baterías cargada porcompleto tiene energía suficiente parauna utilización continua de aprox.
2,5 horas con una punta Repet de12,5 mL Ilenada con una muestra deuna viscosidad y densidad similares alas del agua.
- Un sonido indica que es necesariorecargar la unidad de baterías.
- La indicación de batería parpadeará
en la pantalla.
Eso significa que la unidad de baterías debe ser recargada o reemplazada.
Antes de retirar la unidad de baterías, verificar que la punta esté
totalmente vacía.

Einschalten
und Ausschalten

Switching on/off

Marche et arrêt

Encendido y apagado- Der REPETMAN kann durch das
Einlegen einer Spitze und Verschließen des Verschlussknopfes bzw.
durch Betätigen der ENTER-Taste
eingeschaltet werden.
- Bei geöffnetem Verschlussknopf ist„CLO“ (Close) auf dem Display
sichtbar.
- Displayanzeige rEF (Referenzfahrt):
Bestätigen der STEP-Taste löst
diese aus.
rEF erscheint nach jedem Wechsel
des Akku-Packs.

- The REPETMAN can be switchedon by inserting and locking a tip, orby pressing the ENTER key.
- When the locking lever is in the
open position, the display shows"CLO" (Close).
- Display: rEF (reference run):Press the STEP-key to startreference run.
rEF is displayed after every replacement of the battery pack.

- Le REPETMAN peut être activé enlogeant et fixant une seringue ou en
actionnant le bouton ENTER.
- Si la touche de verrouillage est en
position ouverte, l’indication «CLO»(Close) apparaît à l’affichage.
- Affichage rEF (test de référence
automatique): déclenchement par lebouton STEP.
rEF apparaît après chaque remplacement de batterie.

- El REPETMAN se puede activar al
colocar y fijar una punta o al accionar el botón ENTER.
- Si la tecla de cierre está en posición
abierta, aparece “CLO” (Close) en lapantalla.
- Pantalla rEF (autocomprobación dereferencia): el uso de la tecla
Step efectua la autocompensación.
La pantalla rEF aparece siempre
después de haber cambiado launidad de baterìas.

- Auto-Power-Off
Entsprechend der Werkseinstellung
schaltet sich der REPETMAN nach
3 Minuten aus.
- Durch kurzes Drücken der ENTERTaste kann das Gerät aktiv ausgeschaltet werden.

- Auto Power Off- The REPETMAN is factory-set toswitch off after 3 minutes of inactivity.
- To switch off manually, press the
ENTER key briefly- Arrêt automatique- Conformément à l’ajustage effectué
en usine, le REPETMAN sera
désactivé au bout de 3 minutesd’inactivité.
- Pour désactiver l’appareil manuellement, appuyer brièvement sur lebouton ENTER.

- Auto Power Off- Conforme al ajuste de fábrica, el
REPETMAN se desactivará tras 3
minutos de inactividad.
- Para desactivar el instrumento
manualmente, accionar el botón
ENTER brevemente.

I- 15 -

- 16 -

Einlegen der Spitzen

Inserting tips

Installation des seringues

Colocación de las puntas

Achtung
Verletzungsgefahr: Kolbenaufnahme im Gerät nicht berühren!

Attention:
Risk of injury! Do not touch theplunger seat inside the instrument!

Attention:
Risque de blessures! Ne pas
toucher au logement du piston
à l’intérieur de l’instrument!

Atención:¡Riesgo de lesiones! ¡No tocar
el alojamiento del émbolo
dentro del instrumento!

1. Verschlussknopf muss sich am
obersten Anschlag befinden.
2. Spitze seitlich in den REPETMAN
einsetzen.
3. Verschlussknopf herunterschieben
bis ein deutliches Einrasten zu
hören ist (2 Stufen).
4. Bei Verwendung von „Gilson
Repet-Tips“ erscheint auf dem
Display 3 sec. lang die VolumenAngabe und die Anzeige TIP.
5. Danach wird das abzugebende
Teilvolumen pro Step angezeigt.
Werkseitig ist als Volumen pro
Step 10 % des Nennvolumens voreingestellt.
Bei Verwendung von kompatiblen
Spitzen (nicht Repet-Tips) mussdie Spitzen-Größe manuell gewählt
werden. (siehe Seite 31)

1. Push the locking lever to its upperstop.
2. Slide a tip laterally into the
REPETMAN .
3. Push the locking lever down
until you hear a distinct clicking(2 steps).
4. If using encoded Repet-Tips from
Gilson, the Repet-Tip capacity andthe word TIP appear on the display
for 3 sec.
5. Then the partial volume to be dispensed in each step is displayed.
The default setting is 10 % of the
maximum tip capacity.
If using compatible tips (not RepetTips) you must enter the capacity ofthe tip yourself. (see page 31)

1. Déplacer la touche de verrouillagevers sa butée supérieure.
2. Insérer une seringue latéralement
dans le REPETMAN.
3. Déplacer la touche de verrouillagevers le bas (deux paliers).
4. Lors de l’utilisation de Repet-Tips
à codage de Gilson, le volume dela seringue Repet-Tip et l’indication
TIP apparaissent brièvement
à l’affichage.
5. Ensuite, le volume partiel à délivrer
par chaque pas de distribution est
affiché. Celui-ci est de 10 % de lacapacité maximale de la seringue,
conformément à l’ajustage effectué
en usine.
Si vous utilisez des seringues compatibles (non des seringues Repet-Tips),
effectuer une entrée manuelle de lacapacité de la seringue. (voir page 31)

1. Desplazar la tecla de cierre hacia
su tope superior.
2. Colocar una punta lateralmente enel REPETMAN.
3. Desplazar hacia abajo la tecla decierre (dos escalones).
4. Al utilizar puntas Repet de Gilson
con codificación, aparece brevemente en la pantalla el volumen dela punta Repet y la indicación TIP.
5. A continuación aparece enla pantalla el volumen parcial
a expulsar por cada paso dedosificación. Éste es del 10 % dela capacidad máxima de la punta,
conforme al ajuste de fábrica.
Al emplear puntas compatibles (nopuntas Repet), se debe realizar una
entrada manual de la capacidad de la
punta. (ver pág. 31)

Hinweis:Bei dem Einsatz von 25 mL und
50 mL Spitzen ist der mitgelieferte
Adapter zu verwenden. Dieser wirdüber einen Bajonett-Verschluss
an die Spitzen angekoppelt undkann nach der Verwendung wieder
entfernt werden.

Note:
When using 25 mL and 50 mL
tips, the supplied adapter must be
used. It can be connected to thetips using a twist lock and can beremoved after use.

Remarque:Pour utilisez des seringues de
25 mL et 50 mL, l’adaptateurfourni avec les dites seringues doitêtre obligatoirement utilisé. Celuici
peut être connecté aux seringues
à l’aide d’un joint à baïonnette etretiré après utilisation.

Nota:
Al emplear puntas de 25 mL y
50 mL, se debe utilizar obligatoriamente el adaptador suministrado
con estas puntas. Éste se puede
conectar a las puntas mediante
un cierre de bayoneta y se puede
retirar tras uso.

1

– Ein nicht vollständig eingerasteterVerschlussknopf wird durch Balken
im Display angezeigt.
– Sollte bei vollständig geschlossenem Verschlussknopf keine Spitze
eingelegt worden sein, erscheint auf
dem Display: no TIP.

3

4

5





2

- If the locking lever is not fully engaged, horizontal bars are shownon the display.
- If the locking lever was fully closed
but no tip was inserted, no TIP
appears on the display.

- Si la touche de verrouillage n’est
pas tout à fait enclenchée, des traits
horizontaux sont affichés à l’écran.
- Si la touche de verrouillage a étécomplètement verrouillée, maisqu’aucune seringue n’a été installée, no TIP apparaît sur l’affichage.

- 17 -- Si la tecla de cierre no ha encajado
por completo, aparecen en la pantalla líneas horizontales.
- Si la tecla de cierre ha sido
totalmente cerrada, pero no ha sido
colocada ninguna punta, aparece
no TIP en la pantalla.

- 18 -

Entnahme derSpitzen

Removing tips

Enlèvement desseringues

Extracción de las
puntas

1. REPETMAN über ein geeignetes
Gefäß halten.
2. Spitze durch anhaltendes Drücken
der STEP-Taste (Lösen der Resthubsperre) bzw. durch Verwendungdes „E“-Modus (siehe Seite 23)
vollständig entleeren.
3. Verschlussknopf bis zum oberen
Anschlag schieben.
4. Spitze entnehmen.

1. Hold the REPETMAN over a suitable container.
2. Completely discharge the tip bycontinuously pressing the STEP
key (releasing the residual strokelock), or by using the "E" mode(see page 23).
3. Push the locking lever to its upper
stop.
4. Remove the tip.

1. Tenir le REPETMAN sur un récipient adéquat.
2. Evacuer la seringue complètement
en maintenant enfoncé le bouton
STEP (en débloquant l’arrêt dusurplus de course) ou bien en utilisant le mode «E» (voir page 23).
3. Déplacer la touche de verrouillage
jusqu’à sa butée supérieure.
4. Enlever la seringue.

1. Mantener el REPETMAN sobre unrecipiente apropiado.
2. Vaciar la punta por completo al
apretar el botón STEP continuamente (liberando así el bloqueo dela sobreembolada) o bien al utilizar
el modo “E” (ver pág. 23).
3. Desplazar la tecla de cierre hasta
su tope superior.
4. Retirar la punta.

Achtung:

Attention:

Attention:

Atención:

Repet-Tip erst entfernen, wenn
der Kolben der Spitze in der untersten Position ist (Spitze vollständig
entleeren!).

Don‘t remove Repet-Tip before
piston of the tip is in thelowest position (tip completely
discharged!).

Ne pas enlever la seringue RepetTip tant que le piston de la seringue
ne soit pas en position la plus basse(seringue complètement evacuée!).

No retirar la punta Repet antes deque el émbolo de la punta no esteen la posición más baja (punta
completamente vaciada!).

2

Hinweis:Beim Entleeren von viskosen oderkristallisierenden Medien kann die
Spitze bei mehrmaligem Gebrauch
undicht werden.

Note:
After dispensing highly viscous or
crystallizing sample, the tip may
wear and require replacement

3





1

Remarque:Après distribution d’un liquide à
haute viscosité ou cristallisant, laseringue pourrait s’user et son
remplacement pourrait êtrenécessaire.

Nota:
Tras dosificación de una muestra
altamente viscosa o cristalizante,la punta podría desgastarse ypodría ser necesario su reemplazo.

Funktionen des
REPETMAN

Functions of the
REPETMAN

Fonctions du
REPETMAN

Funciones del
REPETMAN

Das Gerät verfügt über folgende
Funktionen:
1. Dispensieren DISP (s. Seite 22):
Standardmodus beim Einschalten
des Gerätes. Ein vom Anwendervorgegebenes Volumen kann inAbhängigkeit von der verwendeten
Spitze und dem Füllvolumen mehrfach abgegeben werden.
2. Automatisches Dispensieren
AUTO-DISP (siehe Seite 24):
Identisch zu DISP-Modus, aber
mit automatischem Dosieren durch
anhaltendes Drücken der STEPTaste. Das Loslassen der STEPTaste beendet den Vorgang.
Das Gerät arbeitet im AUTODISP-Modus nach dem Lernverfahren: dabei berechnet der
REPETMAN nach der Ausführungvon mindestens drei Dispensierschritten aus den letzten beiden
Pausenintervallen die mittlere
Pausenzeit für die nachfolgenden
automatisch abzugebenden Dispensierschritte.
3. Pipettieren PIP (siehe Seite 26):
Dieser Modus erlaubt das Arbeiten
wie mit einer direktverdrängenden,
nicht repetitiven Pipette und ist
somit für leichtflüchtige, schäumende und hochviskose Medien
geeignet. Ein zuvor eingegebenes
Volumen wird aufgenommen undwieder abgegeben (Direktverdrängerprinzip).

The instrument performs the following
functions:
1. Dispensing DISP (see page 22):
Default mode after switching on.
A user-defined volume can be dispensed repeatedly, depending on
the capacity of the tip and the filling volume.
2. Automatic Dispensing AUTO-DISP(see page 24):
Identical to DISP-mode, but with
automatic dispensing by continuously pressing the STEP key.
Releasing the STEP key interrupts
the process.
In the AUTO-DISP-mode theinstrument has a "Learn" function:
After pipetting at least three steps,
the REPETMAN calculates theaverage dispensing interval, andwill repeatedly dispense at thatinterval as long as the STEP key ispressed.
3. Pipetting PIP (see page 26):
In PIP-mode, the REPETMAN
functions as a positive displacement non-repeating pipette,particularly useful for volatile,
foamy or high viscous materials.
A preselected volume is aspirated
and dispensed (Positive displacement principle).

L’appareil dispose des fonctions suivantes:
1. Distribution DISP (voir page 22):mode standard après mise en marche de l’appareil. Un volume défini
par l’utilisateur peut être dosé àmaintes reprises, en fonction dela capacité de la seringue et duvolume de remplissage.
2. Distribution automatique AUTODISP (voir page 24):
identique au mode DISP, mais
avec distribution automatique enmaintenant enfoncé le bouton
STEP. Le relâchement du bouton
STEP arrête le processus.
En mode AUTO-DISP, l’appareil
possède une fonction d’apprentissage: après avoir effectué aumoins trois pas de distribution,
le REPETMAN calcule l’intervalle
moyen de distribution et effectuera
le distribution de façon répétéedans cet intervalle tant que lebouton STEP est enfoncé.
3. Pipetage PIP (voir page 26):
en mode PIP, le REPETMAN
fonctionne en tant que pipette
non-répétitive à déplacement positif, particulièrement adéquate pourpipetter des liquides à densité ou
viscosité élevées et des liquides
volatils. Un volume présélectionné
est aspiré et dosé (principe dudéplacement positif).

El instrumento ofrece las siguientes
funciones:
1. Dosificación DISP (ver pág. 22):
modo estándar al activar el instrumento. Puede dosificarse repetidas
veces un volumen definido por el
usuario, en función de la capacidad
de la punta y del volumen de llenado.
2. Dosificación automática
AUTO-DISP (ver pág. 24):modo idéntico al modo DISP, pero
con dosificación automática manteniendo apretado el botón STEP.
Al soltar el botón STEP se interrumpe el proceso.
En modo AUTO-DISP el instrumento tiene una función deaprendizaje: después de haberefectuado por lo menos tres pasosde dosificación, el REPETMAN
calcula el intervalo medio de dosificación y efectuará la dosificación
repetidamente en este intervalotanto tiempo como se mantenga
apretado el botón STEP.
3. Pipeteado PIP (ver pág. 26):
en modo PIP, el REPETMAN
funciona como una pipeta no
repetitiva de desplazamiento
directo, especialmente útil para
pipetear líquidos de alta densidad
o viscosidad y líquidos volátiles.
Se aspira y se dosifica un volumen
preseleccionado (principio deldesplazamiento directo).

- 19 -

- 20 -

Aufsaugen von Flüssigkeit

Hinweis:Werkseitig arbeitet der
REPETMAN im DISP-Modus(siehe Seite 22).

Aspirating sample

Aspiration du liquide

Aspiración de muestra

Note:
Default setting for the
REPETMAN is DISP mode(see page 22).

Remarque:L’ajustage en usine pour le
REPETMAN est le mode DISP
(voir page 22).

Nota:
El ajuste de fábrica para el
REPETMAN es el modo DISP (verpág. 22).

1. Der Pfeil auf dem Display zeigt auf∆ („Aufsaugen“).
2. Durch die einmalige Betätigung der
STEP-Taste wird die Spitze vollständig gefüllt.

1. The arrow on the display points
upward ∆ ("Aspirate").
2. Push the STEP key once. The tip
will be filled completely.

1. La flèche sur l’affichage est pointée vers le haut ∆ («Aspiration»).
2. Appuyer une fois sur le bouton
STEP. La seringue se rempliracomplètement.

1. La flecha en la pantalla apunta
hacia arriba ∆ (“Aspiración”).
2. Accionar el botón STEP una solavez. La punta se llenará por completo.

Hinweis:Der Vorgang kann durch nochmaliges Drücken der STEP-Taste
unterbrochen werden. Die Betätigung der ∆-Taste gefolgt vonanhaltendem Drücken der STEPTaste setzt den Aufsaugvorgang
fort. Dabei steigt die StepzahlAnzeige im Display.

Note:
To interrupt the filling process,press the STEP key. To continue
filling, press the ∆ key first andhold down the STEP key in succession. The step count on thedisplay will increase.

Remarque:Afin d’interrompre le processus
de remplissage, appuyer sur lebouton STEP. Pour continuer leremplissage, appuyer d’abord surle bouton ∆ et ensuite maintenir lebouton STEP enfoncé. Le nombre
des pas de distribution indiqué àl’affichage augmentera.

Nota:
Para interrumpir el proceso dellenado, accionar el botón STEP.
Para seguir efectuando el procesode llenado, accionar primero elbotón ∆, y seguidamente mantener el botón STEP apretado. El
número de pasos de dosificación
indicado en la pantalla aumentará.

3. Beim Aufsaugen wird die Anzahl
der verfügbaren Steps im Display
hochgezählt.
Der Pfeil auf dem Display zeigt auf∇ („Abgeben“) nach Abschluss desFüllvorgangs.

3. During filling, the number ofremaining steps is continuously
displayed.
The arrow on the display points
downward ∇ ("Dispense") when
the aspirating is stopped.

3. Lors du remplissage le nombre
des pas de distribution restants est
continuellement affiché.
Le remplissage fini, la flèche surl’affichage est pointée vers le bas∇ («Distribution»).

3. Durante el proceso de llenado se
indica continuamente en la pantalla
el número de pasos restantes.
Si el procese de llenado estáterminado la flecha en la pantalla
apunta hacia abajo ∇ (“Dosificación”).

1

3

1x

Achtung:
Nach dem Aufsaugen der Flüssigkeit führt der REPETMAN einen
automatischen Getriebespielausgleich durch, dabei wird etwas
Flüssigkeit abgegeben.

Attention:
After aspirating liquid, the
REPETMAN will automaticallydispense a small amount of liquid
in order to compensate for gear
backlash.

Attention!
Une fois le liquide aspiré, le
REPETMAN évacuera automatiquement une petite quantitéde liquide afin d‘effectuer une
compensation pour détendre laseringue.

- 21 -

Atención:
Una vez aspirada la muestra, el
REPETMAN expulsará automáticamente una pequeña cantidad
de muestra efectuando así una
compensación para la distensión dela parala transmisión.

- 22 -

DISP-Modus

DISP-mode

Mode DISP

Modo DISP

1. Der Pfeil auf dem Display zeigt auf∇ („Abgeben“).
2. Durch das Betätigen der STEPTaste wird das eingestellte
Step-Volumen abgegeben (siehe„Veränderung des STEP-Volumens“ Seite 27).
3. Die Anzahl der verbleibenden
Steps wird im Display angezeigt.
4. Nach dem letzten gültigen Stepkann durch anhaltendes Drücken
der STEP-Taste das Restvolumen
abgegeben werden.
5. Entnahme der Spitze(siehe Seite 18).

1. The arrow on the display points
downward ∇ ("Dispense").
2. Press the STEP key to dispense
the selected step volume(see "Adjusting STEP volume"
page 27).
3. The display shows the remaining
number of steps.
4. After dispensing the last full step,a small amount of sample will beleft in the tip. To discharge thisvolume, hold down the STEP key.
5. Remove tip(see page 18).

1. La flèche sur l’affichage est pointée vers le bas ∇ («Distribution»).
2. Appuyer sur le bouton STEP pourdélivrer le volume d‘aliquot sélectionné (voir «Réglage du volumed‘aliquot», page 27).
3. L’affichage indique le nombre
restant d‘aliquot de distribution.
4. Après avoir délivrer le dernier pas
de distribution complet, une petite
quantité de liquide restera dansla seringue. Afin d’évacuer ce
volume, maintenir le bouton STEP
enfoncé.
5. Enlever la seringue(voir page 18).

1. La flecha en la pantalla apunta
hacia abajo ∇ (“Dosificación”).
2. Accionar el botón STEP para dosificar el volumen de paso seleccionado (ver “Ajuste del volumen depaso”, pág. 27).
3. Se indica en la pantalla el número
restante de pasos.
4. Después de efectuar el último paso
completo, quedará en la punta
una pequeña cantidad de muestra.
Para expulsar este volumen, mantener apretado el botón STEP.
5. Retirar la punta(ver pág. 18).

Hinweis:Vor Entnahme der Spitze muss
diese vorher vollständig entleert
werden.

Note:
The tip must be completely empty
before you remove it.

Remarque:La seringue doit être totalement
vidée avant d’essayer de l’enlever.

Nota:
La punta debe estar totalmentevacía antes de retirarla.

Achtung!
Durch Betätigung der ∆-Tastekann der Dispensiervorgang jederzeit unterbrochen werden.

Attention:
Dispensing can be interrupted at
any time by pressing the ∆ key.

Attention:
La distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant
sur le bouton ∆.

Atención:
Se puede interrumpir la dosificación en cualquier instante alaccionar el botón ∆.

1

2

1x

3



Hinweis:Eine vollständige Entleerung derSpitze ist jederzeit durch das
Drücken der ∇-Taste gefolgt
von anhaltendem Drücken der
STEP-Taste möglich. Auf dem
Display erscheint der Buchstabe
E und der Pfeil nach unten blinkt.
Dieser Vorgang kann durch die
Betätigung der ∆-Taste jederzeit
unterbrochen werden.

Note:
To empty the tip at any time, pressthe ∇ key and then hold down the
STEP key. The letter E appears on
the display and the arrow pointing
downwards flashes. This process
can be interrupted at any time bypressing the ∆ key.

Remarque:Afin de vider la seringue à tout
moment, appuyer sur le bouton∇ et ensuite maintenir le bouton
STEP enfoncé. La lettre E
apparaît à l’affichage et la flèche
pointée vers le bas clignote. Ceprocessus peut être interrompu àtout moment en appuyant sur lebouton ∆.

Nota:Para vaciar la punta en cualquierinstante, accionar el botón ∇ y- después de soltarlo - el botón
Step manteniéndolo apretado.
Aparece la letra E en la pantalla
i la flecha apuntanda hacia abajo
parpadea. Se puede interrumpir
este proceso en cualquier instante
al accionar el botón ∆.

Eine teilweise gefüllte Spitze kanndurch das Betätigen der ∆-Taste
gefolgt von anhaltendem Drücken der
STEP-Taste erneut gefüllt werden.

A partially filled tip can be completely
filled by pressing and holding, insequence, the ∆ key and the STEP
key.

Une seringue qui est partiellement
remplie peut être complètement
remplie en appuyant sur le bouton ∆et ensuite sur le bouton STEP en lesmaintenant enfoncés.

Una punta parcialmente llenada
puede rellenarse por completo al
accionar el botón ∆ y seguidamente
el botón STEP manteniendo los dos
botones apretados.

AUTO-DISP-Modus:⇒ siehe Seite 24,
PIP-Modus:⇒ siehe Seite 26.

AUTO-DISP-mode:⇒ see page 24,
PIP-mode:⇒ see page 26.

Mode AUTO-DISP:⇒ voir page 24,
Mode PIP:⇒ voir page 26.

Modo AUTO-DISP:⇒ ver pág. 24,
Modo PIP:⇒ ver pág. 26.

- 23 -

- 24 -

AUTO-DISP-Modus

AUTO-DISP-mode

Mode AUTO-DISP

Modo AUTO-DISP

1. Durch zweimaliges kurzes Drücken
der MENU-Taste gelangt man inden AUTO-DISP-Modus.

1. To activate the AUTO-DISP-mode,
briefly press the MENU key twice.

1. Afin d’activer le mode AUTO-DISP,
appuyer deux fois brièvement sur
le bouton MENU.

1. Para activar el modo AUTO-DISP,
accionar el botón MENU brevemente dos veces.

Hinweis:Der AUTO-DISP-Modus ist
werkseitig ausgeschaltet.

Note:
The AUTO-DISP-mode must be
manually selected.

Remarque:Le mode AUTO-DISP doit êtresélectionné manuellement.

2. Durch die Betätigung der ∇∆Tasten kann dieser Modus ausgewählt werden (ON/OFF).
3. Bestätigung durch ENTER-Taste.
4. Lernverfahren: Nach 3 Dispensierschritten in der gewünschten
Arbeitsgeschwindigkeit errechnet
der REPETMAN den Mittelwert desZeitintervalls (Seite 19).
5. Durch anhaltendes Drücken der
STEP-Taste wird das zuvor eingestellte Volumen (Seite 27) in den
errechneten Zeitabständen dispensiert.

2. Select the AUTO-DISP-mode withthe ∇∆ keys (ON/OFF).
3. Confirm by pressing ENTER.
4. "Learn" feature: After pipetting atleast three steps, the REPETMAN
automatically determines the average time interval between steps(page 19).
5. Hold down the STEP key to dispense the selected volume (page27) at the calculated intervals.

2. Sélectionner le mode AUTO-DISPà l‘aide des boutons ∇∆ (ON/OFF).
3. Valider en appuyant sur ENTER.
4. Caractéristique de la fonction d’apprentissage: après avoir effectué
au moins trois pas de distribution,
le REPETMAN détermine automatiquement l’intervalle moyen detemps entre les pas de distribution(page 19).
5. Maintenir le bouton STEP enfoncé
pour délivrer le volume sélectionné(page 27) dans les intervalles
calculés.

Hinweis:Die Zeitabstände können zwischen
0,1 s und 5 s liegen.

Note:Intervals can range from 0.1 s to
5 s.

Remarque:
Les intervalles peuvent varier de
0,1 s à 5 s.

6. Der Vorgang wird durch das Loslassen der STEP-Taste unterbrochen. Der errechnete Wert bleibt
gespeichert.
7. Im AUTO-DISP-Modus kann das
Lernverfahren jederzeit neu gestartet werden.

6. To interrupt dispensing, release the
STEP key. The calculated step
interval remains in memory.
7. In AUTO-DISP-mode, the "Learn"process can be restarted at anytime.

6. Pour interrompre le distribution, relâcher le bouton STEP.
L’intervalle calculé pour les pas dedistribution reste mémorisé.
7. En mode AUTO-DISP le processus
d’apprentissage peut être réactivé
à tout moment.

Nota:
Se debe seleccionar el modo
AUTO-DISP manualmente.
2. Seleccionar el modo AUTO-DISP
utilizando los botones ∇∆ (On/Off).
3. Confirmar apretando el botón ENTER.
4. Características de la función deaprendizaje: después de haberefectuado por lo menos tres pasosde dosificación, el REPETMAN
determina automáticamente elintervalo medio de tiempo entre los
pasos (pág. 19).
5. Mantener apretado el botón STEP
para dosificar el volumen seleccionado (pág. 27) en los intervalos
calculados.
Nota:
Los intervalos pueden variar de0,1 s a 5 s.
6. Para interrumpir la dosificación,
soltar el botón STEP. El intervalo
calculado para los pasos de dosificación queda almacenado.
7. En modo AUTO-DISP puede reactivarse en cualquier instante el proceso de aprendizaje.

1

2

3

1x

2x

- 25 -

- 26 -

PIP-Modus

PIP-mode

Mode PIP

Modo PIP(Reverses Pipettieren,
Direktverdrängerprinzip)(Reverse pipetting,positive displacement principle)(Pipetage inverse,
principe du déplacement positif)(Pipeteado en modo inverso, principio del desplazamiento directo)

1. In den PIP-Modus gelangen Sie
durch anhaltendes Drücken (> 3 s)
und anschließendes kurzes Drücken
der MENU-Taste (Seite 30).
Der Kolben muss sich dabei inder untersten Position befinden!
2. Einstellung des Volumens (S. 27).
3. Durch die Betätigung der STEPTaste wird das zuvor eingestellte
Volumen aufgesaugt. Dabei saugt
das Gerät etwas mehr Flüssigkeit
auf als eingestellt.
4. Durch erneutes Drücken der STEPTaste wird das Volumen abgegeben, wobei die Restflüssigkeit inder Spitze bleibt.
5. Durch erneutes Drücken der
STEP-Taste wird Flüssigkeit
wieder aufgenommen usw.
6. Nach Abschluss des Pipettierens
kann der Resthub durch anhaltendes Drücken der STEP-Taste
abgegeben werden.

1. Select the PIP-mode by holding
down the MENU key (> 3 s), andpress it briefly (page 30).
Make sure that plunger is at
lowest position!
2. Select a volume (page 27).
3. To aspirate the selected volume,
press the STEP key. A volumeslightly larger than the selectedvolume will be drawn into the tip.
4. To dispense the volume, press the
STEP key again. Some residual
volume will remain in the tip.
5. To aspirate a new sample, press
the STEP key again.
6. When you have completed pipetting, discharge the residual strokeby holding down the STEP key.

1. Sélectionner le mode PIP en maintenant enfoncé le bouton MENU(> 3 s) et appuyer brièvement à
nouveau (page 30).
S’assurer que le piston se trouve
dans la position la plus basse!
2. Sélectionner un volume (page 27).
3. Pour aspirer le volume sélectionné,
appuyer sur le bouton STEP. Un
volume excédant légèrement celui
qui a été sélectionné sera aspirédans la seringue.
4. Pour délivrer le volume, appuyer à
nouveau sur le bouton STEP. Un
volume résiduel restera dans laseringue.
5. En appuyant le bouton STEP leliquide est aspiré de nouveau etc.
6. Une fois le pipetage terminé, évacuer le volume résiduel en maintenant enfoncé le bouton STEP.

1. Seleccionar el modo PIP manteniendo apretado el botón MENU(> 3 s) y – después de soltarlo –accionarlo de nuevo brevemente(pág. 30).
¡Verificar que el émbolo esté enla posición más baja!
2. Seleccionar un volumen (pág. 27).
3. Para aspirar el volumen seleccionado, accionar el botón STEP. Se
aspira en la punta un volumen que
sobrepasa ligeramente el que hasido seleccionado.
4. Para dosificar el volumen, accionar
nuevamente el botón STEP. Permanecerá en la punta un volumen
residual.
5. Para aspirar una muestra nueva,
volver a accionar el botón STEP.
6. Una vez terminado el pipeteado,
expulsar el volumen residual manteniendo apretado el botón STEP.

Achtung!
Durch Betätigung der ∆-Tastekann der Pipettiervorgang jederzeit
unterbrochen werden.

Attention!
To interrupt the pipetting process
at any time, press the ∆ key.

Attention:
Afin d’interrompre le processus depipetage à tout moment, appuyer
sur le bouton ∆.

Atención:
Para interrumpir el proceso depipeteado en cualquier instante,accionar el botón ∆.

Hinweis:Um vom PIP-Modus in den AUTODISP-Modus zu gelangen, muss zuerst
der DISP-Modus gewählt werden.

Note:
To change from PIP-mode to
AUTO-DISP-mode, you have toswitch to DISP-mode first.

Remarque:Pour passer du mode PIP au mode
AUTO-DISP, il est nécessaire depasser d’abord au mode DISP.

Nota:Para cambiar de modo PIP amodo AUTO-DISP, cambiar primero a modo DISP.

Adjusting STEP volume

Veränderung desSTEP-Volumens

Réglage du volumed‘aliquot

Ajuste del volumen
de pasoHinweis:Nach der Erkennung der SpitzenGröße erscheint auf dem Display
das abzugebende Volumen.
Werkseitig ist als Volumen pro
Step 10 % des Nennvolumens
eingestellt.

Note:
After the tip size has been recognized, the dispensing volume
is shown on the display.
The default step volume is 10 %of the nominal capacity.

Remarque:Une fois la taille de la seringue
identifiée, le volume de distribution
est affiché. Le volume par pas
de distribution est de 10 % de lacapacité nominale de la seringue,
conformément à l’ajustage effectué en usine.

Nota:
Una vez identificado el tamaño dela punta, el volumen de dosificación aparece en la pantalla. El
volumen por paso de dosificación
es del 10 % de la capacidad nominal de la punta, conforme al ajustede fábrica.

1. Nach einmaligem Drücken der
MENU-Taste erscheint die Volumenanzeige (VOL).
2. Durch die Betätigung der ∇∆Tasten erfolgt die Auswahl eines
anderen Volumens. Anhaltendes
Drücken der ∇∆-Tasten führt zur
schnellen Volumenveränderung.
3. Bestätigung mit ENTER-Taste.

1. Press the MENU key once. The
volume (VOL) is shown on the display.
2. Use the ∇∆ keys to select theappropriate volume. Holding downthe ∇∆ keys will accelerate therate of change.
3. Confirm the volume selection bypressing ENTER.

1. Appuyer une fois sur le bouton
MENU. Le volume (VOL) est
affiché.
2. Utiliser les boutons ∇∆ poursélectionner le volume adéquat. En
maintenant enfoncés les boutons∇∆, la fréquence de changement
sera accélérée.
3. Valider la sélection du volume en
appuyant sur ENTER.

1. Accionar el botón MENU una solavez. El volumen (VOL) aparece enla pantalla.
2. Utilizar los botones ∇∆ paraseleccionar el volumen apropiado.
Se efectúa una modificación rápida
del volumen al mantener apretado
el botón ∇∆3. Confirmar la selección del volumen
apretando el botón ENTER.

1

2

3

+

–
1x

1x
- 27 -

- 28 -

Veränderung Aufsaug- und
Abgabegeschwindigkeit

Adjusting aspirationand dispensing speed

Réglage de la vitessed‘aspiration etde distribution

Ajuste de la velocidad deaspiración y de dosificación

1. Durch anhaltendes Drücken der
MENU-Taste (> 3 s) gelangt man
zur Einstellung der Aufsauggeschwindigkeit. Der Pfeil für die
Einstellung der Aufsauggeschwindigkeit ist sichtbar. Drei verschiedene Aufsauggeschwindigkeiten
stehen zur Verfügung.

1. Hold down the MENU key (> 3 s)
to adjust the aspiration speed. The
arrow for selection of aspiration
speed lights up on the display.
Choose between three different
aspiration speeds.

1. Maintenir le bouton MENU enfoncé (> 3 s) pour régler la vitessed’aspiration. La flèche pour leréglage de la vitesse d’aspiration
apparaît. Choisissez entre trois différentes vitesses d’aspiration.

1. Mantener apretado el botón MENU(> 3 s) para ajustar la velocidad deaspiración. La flecha para el ajustede la velocidad de aspiración es
visible. Elija entre tres diferentes
velocidades de aspiración.

Remarque:Vitesse minimale:l’affichage présente le contour dela flèche avec un segment.
Vitesse maximale:l’affichage présente le contour dela flèche avec trois segments.

Nota:
Velocidad mínima:
aparece en la pantalla el contorno
de la flecha con uno segmento.
Velocidad máxima:
aparece en la pantalla el contorno
de la flecha con tres segmentos.

2. Utiliser les boutons ∇∆ pour sélectionner la vitesse d’aspiration.
3. Valider le réglage de la vitessed’aspiration en appuyant sur
ENTER.
4. La flèche pointée vers le bas apparaît.
5. Utiliser les boutons ∇∆ pour sélectionner la vitesse de distribution.
6. Valider les réglages en appuyant
sur ENTER. Vous arrivez au menu
principal.

2. Utilizar los botones ∇∆ para seleccionar la velocidad de aspiración.
3. Confirmar el ajuste de la velocidad
de aspiración apretando el botón
ENTER.
4. Ahora aparece la flecha apuntada
hacia abajo.
5. Utilizar los botones ∇∆ para seleccionar la velocidad de dosificación.
6. Confirmar los ajustes apretando elbotón ENTER. Ud. se encuentra
de nuevo en el menú principal.

Hinweis:Kleinste Geschwindigkeit:
der Rahmen des Pfeils mit einem
Segment ist zu erkennen.
Größte Geschwindigkeit:
der Rahmen des Pfeils mit drei
Segmenten ist zu erkennen.
2. Durch Betätigung der ∇∆-Tasten
wird diese eingestellt.
3. Bestätigung mit ENTER-Taste.
4. Danach wird der Abgabepfeil angezeigt
5. Durch Betätigung der ∇∆-Tasten
wird die Abgabegeschwindigkeit
eingestellt.
6. Nach Betätigung der ENTER-Taste
wird die Einstellung übernommen
und man gelangt automatisch ins
Hauptmenü.

Note:
Lowest speed:
Display shows outline of arrow
with one bar.
Highest speed:
Display shows outline of arrow
with three bars.
2. Use the ∇∆ keys to select aspiration speed.
3. Confirm aspiration speed setting bypressing ENTER.
4. The down arrow appears on thedisplay.
5. Use the ∇∆ keys to select dispensing speed.
6. Confirm settings by pressing
ENTER. You are returned to themain menu.

1

2

3

–

1 x (> 3s)
4

5

1x
6

–

- 29 -

1x

- 30 -

Änderung desFunktionsmodus

Changing mode

Changement de mode

Cambio de modo

1. Durch anhaltendes Drücken der
MENU-Taste (> 3 s) und anschließendem erneutem kurzen Drücken
der MENU-Taste gelangt man zur
Einstellung des Funktionsmodus.
Der Kolben muss sich dabei inder untersten Position befinden!
- Es lassen sich in diesem Menü
zwei Funktionsmodi auswählen
(PIP, DISP).
- Werkseitig ist der DISP-Modus
eingestellt.
2. Durch die Betätigung der ∇∆-Tastekann zwischen den Modi gewechselt werden.
3. Bestätigung mit ENTER-Taste.

1. Hold down the MENU key (> 3 s)
and then press it again briefly.
The mode can then be selected.
Make sure that plunger is at
lowest position!
- Modes available are PIP
and DISP.
- DISP is the default mode.
2. Use the ∇∆ keys to select desiredmode.
3. Confirm setting by pressing
ENTER.

1. Maintenir le bouton MENU enfoncé(> 3 s) et ensuite appuyer brièvement à nouveau. Maintenant lemode peut être sélectionné.
S’assurer que le piston se trouve
dans la position la plus basse!
- Les modes disponibles sont PIP
et DISP.
- DISP est le mode standard conformément à l’ajustage effectué
en usine
2. Utiliser les boutons ∇∆ pour sélectionner le mode désiré.
3. Valider le réglage en appuyant sur
ENTER.

1. Mantener apretado el botón MENU(> 3 s) y – después de soltarlo –accionarlo de nuevo brevemente.
Ahora se puede seleccionar elmodo.
¡Verificar que el émbolo esté enla posición más baja!
- Los modos disponibles son PIP y
DISP.
- DISP es el modo estándar conforme al ajuste de fábrica.
2. Utilizar los botones ∇∆ para seleccionar el modo deseado.
3. Confirmar el ajuste apretando elbotón ENTER.

12

1 x (> 3s)

1x

3

1x

Selektion von kompatiblen Spitzen

Use of compatible tips

Compatibilité avec
des seringues d’autres
fabricants

Utilización depuntas compatibles

Kompatible Spitzen, die nicht vonGilson hergestellt wurden, werden
als Fremdspitzen erkannt (siehe„Einlegen der Spitzen“ Seite 16).
Beim Einlegen eines kompatiblen
Dispenser-Tips springt die Anzeige
automatisch in die Tip-Auswahl.

Compatible dispenser tips which are
not manufactured by Gilson are notencoded for size. These tips can still
be used with the REPETMAN (see"Insert tips" page 16).
After insertion of one of these tips,
the display will automatically go to tip
selection mode.

Les seringues compatibles non
originaires de Gilson seront identifiées par l’appareil comme seringues
d’autres fabricants (voir «Installation
des seringues», page 16). En logeantune seringue compatible, l’indication
pour la sélection de seringues est
automatiquement affichée.

Las puntas de dosificación
compatibles no fabricadas por Gilson
las identifica el aparato como puntas
de otros fabricantes (ver “Inserciónde las puntas”, pág. 16). Al colocar
una punta de dosificación compatible
la indicación para la selección depuntas aparece automáticamente enla pantalla.

Werkseitig wird die 5 mL Spitze
blinkend angezeigt, unabhängig vonder eingelegten Spitze. 10 möglichen
Tip-Größen stehen zur Auswahl.
1. Die Spitzengröße kann durch die
Betätigung der ∇∆-Taste ausgewählt werden.
2. Bestätigung mit ENTER-Taste.

By default, the 5 mL tip is displayed
flashing regardless of the inserted tip.
10 possible tip sizes are available.
1. Use the ∇∆ keys to select appropriate tip size.
2. Confirm setting by pressing
ENTER.

Conformément à l’ajustage effectué
en usine, la seringue de 5 mL est
affichée clignotant par défaut. 10
tailles de seringues différentes sontdisponibles.
1. Utiliser les boutons ∇∆ poursélectionner la taille de seringue
adéquate.
2. Valider le réglage en appuyant sur
ENTER.

4

5

Conforme al ajuste de fábrica, se
indica en la pantalla la punta de 5 mL
parpadeando, independiente de la
punta colocada. Están disponibles 10
diferentes tamaños de punta.
1. Utilizar los botones ∇∆ paraseleccionar el tamaño de punta
apropiado.
2. Confirmar el ajuste apretando elbotón ENTER.

6

+

–
1x
- 31 -

- 32 -

Selektion von kompatiblen Spitzen

Use of compatible tips
– continued –Compatibilité avec des seringues d’autres fabricants– suite –– Fortsetzung –Utilización depuntas compatibles– continuación –Achtung!
Beim Einlegen der nächsten
Fremdspitze wird das Volumen derzuletzt ausgewählte Fremdspitze
blinkend angezeigt. Bestätigung
mit ENTER.

Attention!
For convenience, when inserting
the next unencoded tip, the previously selected tip size will comeup first flashing on the menu.
Confirm by pressing ENTER.

Attention:
En insérant une nouvelle seringue
d’un autre fabricant le volume dela dernière seringue sélectionnéeclignote sur l’affichage. Valider par
ENTER.

Atencion:
Al colocar la próxima punta de otro
fabricante parpadea en la pantellala última punta seleccionada
de otro fabricante. Confirmar
apretando el botón ENTER.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung
dieser Gebrauchsanleitung lag eine
Kompatibiliät zwischen dem
REPETMAN und folgenden Dispenser-Tips vor:

At the time of printing of this operating manual, the following dispenser
tips were compatible with the
REPETMAN:Au moment de l’impression duprésent mode d’emploi il existe une
compatibilité entre le REPETMAN et
les seringues suivantes:

En el momento de la impresión de laspresentes instrucciones de manejo
ha existido compatibilidad entre el
REPETMAN y las siguientes puntas
de dosificación:- Repet-Tips- Repet-Tips- Seringues Repet-Tips- Puntas Repet(Gilson S.A.S., Frankreich)- PD-Tips(BRAND GMBH + CO KG, Deutschland)- Encode™ tips

(Gilson S.A.S., France)- PD-Tips(BRAND GMBH + CO KG, Germany)- Encode™ tips

(Gilson S.A.S., France)- DD-Tips(BRAND GMBH + CO KG, Allemagne)- Encode™ tips

(Gilson S.A.S., Francia)- Puntas Repet(BRAND GMBH + CO KG, Alemania)- Encode™ tips

(Rainin Instrument LLC, USA)

(Rainin Instrument LLC, USA)

(Rainin Instrument LLC, USA)

(Rainin Instrument LLC, USA)

- Combitips®, Combitips® plus

- Combitips®, Combitips® plus

- Combitips®, Combitips® plus

- Combitips®, Combitips® plus

(Eppendorf AG, Deutschland)- ritips®
(ritter GmbH, Deutschland)- DistriTips®
(Gilson S.A.S., Frankreich)- Fisherbrand® Dispenser-Tips(Fisher Scientific, USA)

- VWRbrand® Combi-Syringes(VWR Scientific Holding Corp., USA.)(Eppendorf AG, Germany)- ritips®
(ritter GmbH, Germany)- DistriTips®
(Gilson S.A.S., France)- Fisherbrand® Dispenser-Tips(Fisher Scientific, USA)

- VWRbrand® Combi-Syringes(VWR Scientific Holding Corp., USA)

(Eppendorf AG, Allemagne)- ritips®
(ritter GmbH, Allemagne)- DistriTips®
(Gilson S.A.S., France)- Fisherbrand® Dispenser-Tips(Fisher Scientific, USA)

- VWRbrand® Combi-Syringes(VWR Scientific Holding Corp., USA)

(Eppendorf AG, Alemania)- ritips®
(ritter GmbH, Alemania)- DistriTips®
(Gilson S.A.S., Francia)- Fisherbrand® Dispenser-Tips(Fisher Scientific, EE.UU.)- VWRbrand® Combi-Syringes(VWR Scientific Holding Corp., EE.UU.)

ResthubResidual stroke

Surplus de course

Sobreembolada

Die Resthubsperre verhindert die
Abgabe des letzten, unvollständigen
Steps. Auf dem Display erscheint ∆.
Durch anhaltendes Drücken der
STEP-Taste wird die Restflüssigkeit
entleert.

A lock prevents the residual stroke
from being dispensed as a regulardispensed or pipetted volume. The
symbol ∆ indicates this remaining
volume. It can be discharged by holding the STEP key.

Un blocage de course empêche dedélivrer le surplus de course comme
un volume délivré ou pipeté. Le symbole ∆ indique que ce volume restantpeut être évacué en maintenant
enfoncé le bouton STEP.

Un bloqueo de la sobreembolada
impide que el volumen residual sea
dosificado o pipeteado como volumen
regular. El símbolo ∆ indica este volumen residual que puede ser expulsado
manteniendo apretado el botón STEP.

Freistrahldosierung“free-jet dispensing”

Distribution à jet libre

Dosificación de chorro libre

Ab einem Nennvolumen von 5 mL ist
die Abgabegeschwindigkeit werksseitig so eingestellt, dass das Dosieren
ohne Kontakt zur Gefäßwand erfolgen
kann (Freistrahldosierung). DurchÄnderung der Geschwindigkeit kanndieser Zustand modifiziert werden(Seite 28).

When tips with volumes of 5 mL or
larger are selected, the default dispensing speed adjusts to allow accurate dispensing without contacting thewalls of vessel (free-jet dispensing).
This can be overridden by selecting a
different speed (page 28).

En cas d’une sélection de seringues
à partir d’un volume de 5 mL, lavitesse de distribution est ajustée demanière à permettre un distribution
précis sans contact avec les parois
du récipient (distribution à jet libre).
Ceci peut être supprimé par sélectiond’une vitesse différente (page 28).

Al seleccionar puntas a partir de unvolumen de 5 mL, se ajusta la velocidad de dosificación de tal modo quese posibilita una dosificación exacta
sin contacto con las paredes del recipiente (dosificación de chorro libre).
Esto se puede suprimir al seleccionar
una velocidad diferente (pág. 28).

Wartung und Reinigung

Maintenance and cleaning

Entretien et nettoyage

Mantenimiento y limpieza

Der REPETMAN ist werkseitig kalibriert und wartungsfrei. Bei Verschmutzung das Gerät mit einem
feuchten Tuch reinigen (Wasser
oder verdünnte Seifenlösung). Der
REPETMAN darf nicht auseinandergeschraubt werden.

The REPETMAN is calibrated at thefactory and is maintenance-free. If
required, clean the instrument with acloth dampened with water or a mild
soap solution. The REPETMAN mustnot be dismantled.

Le REPETMAN a été calibré en usine
et ne nécessite aucun entretien. Si
besoin est, essuyer l’appareil à l’aide
d’un chiffon imbibé d’eau ou d‘unesolution légèrement savonneuse. Ne
pas démonter le REPETMAN.

El REPETMAN ha sido calibrado en
fábrica y no necesita ningún mantenimiento específico. En caso necesario,
limpiar el exterior del instrumento
con un paño humedecido con agua o
con una solución de jabón suave. No
desmontar el REPETMAN.

WerkszustandDefault settings

Ajustage en usine

Ajuste de fábrica

Um den REPETMAN in den
Werkszustand zurückzusetzen, die
MENU-Taste und die ENTER-Taste
gleichzeitig über eine Dauer von > 3 s
betätigen, dabei muss der Kolben in
der untersten Position sein.

To revert the REPETMAN to its factory default settings, simultaneously
press the MENU and ENTER keys for> 3 seconds, with the plunger in thelowest position.

Pour reconfigurer le REPETMAN
avec les paramètres d‘usine, appuyer
simultanément sur les boutons MENU
et ENTER et les maintenir enfoncés
pendant plus de 3 secondes, le piston
se trouvant à la position inférieure.

Para restablecer el ajuste de fábricadel REPETMAN, accionar simultáneamente los botones MENU y ENTER
manteniéndolos apretados por untiempo > 3 segundos, estando elémbolo en la posición inferior.

- 33 -

- 34 -

Störung – was tun?
Störung

Error-Anzeige im Display

Mögliche Ursache

Was tun?

Spitze tropft

Keine Anzeige

Spitze undicht

Spitze austauschen

Display-Anzeige schwach
Geschwindigkeit reduziert

Im Display blinkt die
Akku-Pack leer
Batterieanzeige			

Akku-Pack laden oder durch geladenen Akku-Packersetzen
1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste

Gerät reagiert nicht
ERR 001- Verschlussknopf während des			 Aufsaug- oder Abgabevorgangs
			 geöffnet
		- Verschlussknopf im unteren
			 Drittel der Spitze geöffnet

Display-Anzeige: CLO (Close)
2. Verschlussknopf schließen

				
				

Display-Anzeige: rEF (Referenzfahrt)
3. Betätigen der STEP-Taste

				
				
				

Achtung: Restmedium wird bei Referenzfahrt (rEF)
abgegeben. Geeignetes Auffanggefäß für die Proben
verwenden (siehe Seite 5, Punkt 10).

Gerät reagiert nicht
ERR 002
Motor blockiert
				
		
		
- Akku-Pack entladen		- Viskosität ist zu hoch			 (siehe Seite 7)		- Spitzenöffnung ist nicht frei				

1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste- Akku-Pack laden oder ersetzen- Aufsaug-, Abgabegeschwindigkeit reduzieren

				
				
				

Achtung: Restmedium wird bei Referenzfahrt (rEF)
abgegeben. Geeignetes Auffanggefäß für die Proben
verwenden (siehe Seite 5, Punkt 10).

Menü-Führung beachten!

Menü-Führung beachten!

Display-Anzeige: rEF (Referenzfahrt)
2. Betätigen der STEP-Taste

Gerät reagiert nicht
ERR TIPVerschlussknopf zu früh geöffnet
1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste		(innerhalb des letzten Drittels
Menü-Führung beachten!
		des Nennvolumens der Spitze)				
2. Display-Anzeige: OPE (Open)						 Verschlussknopf bis zum oberen Anschlag öffnen

Störung – was tun?    - Fortsetzung Störung

Error-Anzeige im Display

Mögliche Ursache

Was tun?

Gerät reagiert nicht				3. Display-Anzeige: out TIP und CLO im Wechsel- Fortsetzung -						 Spitze entnehmen und ohne Spitze Verschlussknopf						 schließen
				
4. Der REPETMAN führt automatisch						 eine Referenzfahrt durch
				
5. Display-Anzeige: no TIP						 Neue Spitze einlegen (siehe Seite 16)
Gerät reagiert nicht
ERR 003
Fehler in der Elektronik oder
1. Fehlerbestätigung durch Betätigen der ENTER-Taste		Spitzenaufnahme nicht in der
2. Menü-Führung beachten!
		untersten Position beim			 - Display rEF (Referenzfahrt)
		
Spitzenwechsel			 - Betätigen der STEP-Taste				
Achtung: Restmedium wird bei Referenzfahrt (rEF)				abgegeben. Geeignetes Auffanggefäß für die Proben				verwenden (siehe Seite 5, Punkt 10).
				
Falls der Fehler bestehen bleibt - Akku-Pack heraus				nehmen und erneut einsetzen (Reset). Bleibt Error-Mel				dung immer noch bestehen - Gerät zur Reparatur einsenden.
Kein akustisches Signal
ACC- Kein Akku-Pack im Gerät- Akku-Pack einlegenund keine leuchtende		- Akku-Pack unsachgemäß- Überprüfen, ob die elektrischen Kontakte des
LED an der Ladestation			 eingelegt		 Akku-Packs und die des Gerätes Kontakt haben
beim Einlegen des Repet		- Akku-Pack defekt- Akku-Pack ersetzenman® in die Ladestation
Rahmen der BatterieKeine Anzeige- Wechsel oder Einsatz eines- Akku-Pack für mindestens 3,5 hanzeige blinkt			 neuen Akku-Packs		 im REPETMAN laden
Dosiervorgang
ERR VOL
Dosiervorgang unterbrochen durch
unterbrochen
Achtung!		
- Betätigung der ∆-Taste während 1. Fehlerbestätigung durch Betätigung der ENTER-Taste			 der Flüssigkeitsabgabe
Unvollständiges				
2. Neuen Dosiervorgang durch die Betätigung derVolumen abgegeben		- elektronische Störungen			 STEP-Taste
Hinweis:Bei anderen evtl. auftretenden Fehlercodes Akku-Pack herausnehmen und erneut einsetzen.
Lässt sich der Fehler damit nicht beseitigen, so ist das Gerät zur Reparatur einzuschicken.

- 35 -

- 36 -

Troubleshooting
ProblemError message displayed

Possible cause

Corrective action

Tip dripping

No message

Leaking tip

Replace tip

Faint display;
Battery symbol flashing
Battery low
reduced speed				Instrument not responding
ERR 001- Locking lever not engaged
			 during aspirating or dispensing

Recharge battery packor replace with charged battery pack.
1. Press ENTER to confirm error.
Follow MENU-instructions to avoid instrument damage!

		- Locking lever open at lower
			 third of the tip

Display: CLO (Close)
2. Engage the locking lever

				
				

Display: rEF (Reference run)
3. Press the STEP key

				
				
				

Attention: Liquid remaining in tip will be discharged
during the reference run (rEF). Discharge sample intoa suitable vessel (see pages 5, point 10).

Instrument not responding
ERR 002
Motor blocked						- Battery low		- Viscosity is too high (see page 7)		- Tip orifice obstructed

1. Press ENTER to confirm error.
Follow MENU-instructions to avoid instrument damage!
- Recharge or replace battery pack
- Reduce aspirating/dispensing speed

				
				

Display: rEF (Reference run)
2. Press the STEP key

				
				
				

Attention: Liquid remaining in tip will be discharged
during the reference run (rEF). Discharge sample intoa suitable vessel (see pages 5, point 10).

Instrument not responding
ERR TIP		

Locking lever opened too early
within the lower third of the tip

1. Press ENTER to confirm error.
Follow MENU-instructions to avoid instrument damage!

				
2. Display: OPE (Open)						 Push the locking lever to its upper stop.

Troubleshooting    - continued Problem

Error message displayed

Possible cause

Corrective action

Instrument not responding				
3. Display alternating between out TIP and CLO.
- continued -						 Remove tip and close locking lever (without tip).
				
4. REPETMAN automatically carries out a						 reference run.
				
5. Display: no TIP						 Insert new tip (see page 16).
Instrument not responding
ERR 003
Electronic fault or tip connector
1. Press ENTER to confirm error.
		
not at lowest position when
2. Follow MENU-instructions:		
inserting new tip			 - Display rEF (reference run)						 - Press STEP-Key				
Attention: Liquid remaining in tip will be discharged				
during reference run (rEF). Discharge sample into				
suitable vessel (see page 5, point 10).
				
If error message is still shown on the display remove				battery pack and insert it again (reset).
				
If this does not solve the problem send instrument back for				repair.
No tone, no light when
ACC
- Instrument contains no battery- Insert battery pack.
placing the REPETMAN		- Battery pack inserted improperly - Make sure battery contacts are aligned with contacts
into the charging dock					 in the instrument.
		- Battery pack faulty- Replace battery pack.
Charge-indicator
No message
is flashing		

Removal or insertion of- Charge battery pack for at least 3.5 hours
a new battery pack		 inside the REPETMAN.

Dispensing process
ERR VOL
interrupted.
Attention!		
Volume not completely		
discharged		

Dispensing process interrupted by- Pressing the ∆ key during
dispensing

1. Press ENTER to confirm error.

- electronic faults

2. Restart dispensing by pressing the STEP key.

Note:
If other error messages are displayed, remove battery pack and insert it again.
If this does not solve the problem, send instrument in for repair.
- 37 -

- 38 -

Problémes possibles - que faire?
Problémes possibles

Message d’erreur sur l’affichage

Cause possible

Que faire?

La seringue goutte

Aucun message

Seringue non étanche

Remplacer la seringue.

Affichage de faible intensité;
vitesse réduite

Témoin de charge de labatterie clignote

Energie de batteriefaibleRecharger la batterie ou la remplacer parune batterie chargée.

L’appareil ne répond pas
ERR 001- Touche de verrouillage pas			 enclenchée pendant l’aspiration
			 ou la distribution
		- Touche de verrouillage ouverte
			 ouverte dans le tiers inférieur
			 de la seringue				

1. Appuyer sur ENTER pour confirmer l’erreur.
Suivre les instructions à l’affichage!

				
				
				

Attention: du liquide restant dans la seringue seraévacué pendant le test de référence (rEF). Evacuer
le liquide dans un récipient adéquat (page 5, al. 10).

L’appareil ne répond pas
ERR 002
Moteur bloqué						- Energie de batterie			 faible		- Viscosité trop élevée			 (voir page 7)		- Orifice de la seringue obstrué				

1. Appuyer sur ENTER pour confirmer l’erreur.
Suivre les instructions à l’affichage!

				
				
				

Attention: du liquide restant dans la seringue seraévacué pendant le test de référence (rEF). Evacuer
le liquide dans un récipient adéquat (page 5, al. 10).

Affichage: CLO (Close)
2. Enclencher la touche à verrouillage.
Affichage: rEF (Reference run - Test de référence)
3. Appuyer sur le bouton STEP

- Recharger batterie ou la remplacer.
- Réduire la vitesse d’aspiration et de distribution.
Affichage: rEF (Reference run - Test de référence)
2. Appuyer sur le bouton STEP.

L’appareil ne répond pas
ERR TIP
Touche de verrouillage ouverte
1. Appuyer sur ENTER pour confirmer l’erreur.
		trop tôt (la seringue se trouvant
Suivre les instructions à l’affichage!
		
au tiers inférieur)				
2. Affichage: OPE (Open)						 Déplacer la touche de verrouillage jusqu’à sa butée supérieure.

Problémes possibles - que faire?    - suite Problémes possibles

Message d’erreur sur l’affichage

Cause possible

Que faire?

L’appareil ne répond pas				
3. Affichage alternant entre out TIP et CLO.
- suite -						 Enlever la seringue et fermer la touche à verrouillage						 (sans seringue).
				
4. Le REPETMAN réalise le test						 de référence automatiquement.
				
5. Affichage: no TIP						 Installer une nouvelle seringue (voir page 16).
L’appareil ne répond pas
ERR 003
Erreur électronique ou pince de
1. Appuyer sur ENTER pour confirmer l’erreur.
		
fixation des seringues pas à la
2. Suivre les instructions sur l’affichage!
		position plus basse quand la			 - Affichage: rEF (Reference run - Test de référence)		
seringue est changée			 - Appuyer sur le bouton STEP				
Attention: du liquide restant dans la seringue sera				évacué pendant le test de référence (rEF). Purger le				liquide dans un recipient adéquat (voir page 5,				al.10). S’il n’y a aucun changement, retirer la batterie				et la remettre (reset). Si l’alarme persiste, envoyer
				l’appareil en réparation.
Pas de signal sonore,
ACC- Aucune batterie n’a été- Installer une batterie.
pas de témoin allumé			 installée dans l’appareil
quand l’appareil est posé		- La batterie n’a pas été installée- S’assurer qu’il existe une connexion entre les contacts
sur le chargeur			 correctement		 de la batterie et ceux dans l’appareil.
		- La batterie est défectueuse- Remplacer la batterie.
			
Témoin de charge
Aucun message- Enlèvement ou installation d’une - Charger la batterie pendant 3,5 heures au minimum
de la batterie clignote			 nouvelle batterie		 à l’intérieur du REPETMAN.
Action de distribution a
ERR VOL
Action de distribution interrompue parété interrompu.
- Le bouton ∆ pendant le distribution 1. Appuyer sur ENTER pour confirmer l’erreur.
Attention:		
Un volume incomplet		- Problème électronique
2. Appuyer sur STEP pour exécuter un nouveau pasa été distribué						 de distribution.
Remarque:
En cas d’autres messages d’erreur sur l’affichage, retirer la batterie et l’installer à nouveau.
Si l’erreur persiste: renvoyer l’appareil pour réparation.
- 39 -

- 40 -

¿Qué hacer en caso de avería?
AveríaAviso de fallo en la pantalla

Causa probable

SoluciónLa punta gotea

Ningún aviso

Punta no hermética

Reemplazar la punta.

Indicación débil en la pantalla;
velocidad reducida

El símbolo de la batería
parpadea

Carga baja de la unidad debaterías

Recargar la unidad de baterías o reemplazarla por una
unidad de baterías cargada.

El instrumento no responde ERR 001- Tecla de cierre no está cerrada
			 durante la aspiración o la			 dosificación		- Tecla de cierre abierta en el
			 tercio inferior de la punta

1. Apretar el botón ENTER para confirmar el error.
Indicación en la pantalla: CLO (Close)
2. Cerrar la tecla de cierre.

				
				

Indicación en la pantalla: rEF (autocomprobación de referencia)
3. Accionar el botón STEP.

				
				
				

Atención: se expulsará líquido restante en la punta
durante la autocomprobación de referencia (rEF).
Expulsar la muestra en un recipiente apropiado.

El instrumento no responde ERR 002
Motor bloqueado						- Carga baja de la unidad
			 de baterías
		- Viscosidad demasiado alta			 (ver pág. 7)		- Abertura de punta obstruida				

1. Apretar el botón ENTER para confirmar el error.

Indicación en la pantalla: rEF (autocomprobación de referencia)
2. Accionar el botón STEP.

				
				
				

Atención: se expulsará líquido restante en la punta
durante la autocomprobación de referencia (rEF).
Expulsar la muestra en un recipiente apropiado.

¡Seguir las instrucciones en pantalla!

¡Seguir las instrucciones en pantalla!
- Recargar la unidad de baterías o reemplazarla.
- Reducir la velocidad de aspiración y de dosificación.

El instrumento no responde ERR TIP
Tecla de cierre abierta demasiado
1. Apretar el botón ENTER para confirmar el error.
		
temprano (dentro del último ter¡Seguir las instrucciones en pantalla!
		cero de la capacidad de la punta)				
2. Indicación en la pantalla: OPE (Open)						 Desplazar la tecla de cierre hasta su tope superior.

¿Qué hacer en caso de avería?    - continuación Avería

Aviso de fallo en la pantalla

Causa probable

Solución

El instrumento no responde				3. En la pantalla indicación alternando entre out TIP y CLO.
- continuation -						 Retirar la punta y cerrar la tecla de cierre (sin punta).
				
4. El REPETMAN realiza automáticamente la						 autocomprobación de referencia.
				
5. Indicación en la pantalla: no Tip						 Colocar una punta nueva (ver pág. 16).
El instrumento no responde ERR 003
Error electrónico o connector de
1. Apretar el botón ENTER para confirmar el error.
		la punta no en posición inferior al
2. ¡Seguir las instrucciones en pantalla!
		
introducir punta nueva			 - Indicación en la pantalla: rEF (autocomprobación de						 referencia)						 - Accionar el botón STEP				
Atención: se expulsará liquido restante en la punta duran				te la autocomprobación de referencia (rEF). Expulsar la				
muestra en un recipiente apropiado (ver pág. 5, punto 10).
				
Si el instrumento sigue sin responder - reemplazar la				unidad de baterías (reset). Si sigue el aviso ERR 003 en la				pantalla - enviar el instrumento al servicio de reparación.
No hay sonido ni luz al
ACC- No hay unidad de baterías en- Colocar la unidad de baterías.
colocar el instrumento en			 el aparato
el cargador		- Unidad de baterías no está
- Verificar que coincidan los contactos de la unidad de			 correctamente colocada		 baterías y los en el instrumento.
		- Unidad de baterías defectuosa- Reemplazar la unidad de baterías.
El indicador deNingún avisobaterías parpadea		

Unidad de baterías retirada o- Cargar la unidad de baterías durante por lo menos 3,5nueva unidad colocada		 horas dentro del REPETMAN.

Proceso de dosificación
ERR VOL
Proceso de dosificatión interruminterrumpido		
pido por
1. Apretar el botón ENTER para confirmar el error.
¡Atención!		
- accionar el botón ∆ durante la
Dosificación del volumen			 dosificación de la muestra
2. Accionar el botón STEP para iniciar un nuevo proceso
insuficiente		
- irregularidades electrónicas			 de dosificación.
Nota:
En caso de otros avisos de fallo en la pantalla retirar y colocar nuevamente la unidad de baterías.
Si eso no sirve, enviar el instrumento al servicio de reparación.

- 41 -

- 42 -

Technische Daten

Technical data

Données techniques

Datos técnicos

Akku-Pack:
Nickel-Metallhydrid Akku-Pack:
NiMH, 4 x AAA-Zellen,
4,8 V/700 mAh

Battery pack:
Rechargeable Nickel Metal Hydride
battery pack:
NiMH, 4 x AAA cells,
4.8 V/700 mAh

Batterie:
Batterie de type hydrure métallique denickel, rechargeable
NiMH, 4 x AAA
4,8 V/700 mAh

Unidad de baterías:
unidad de baterías nickel-hidruro
metálico, recargable:
NiMH, 4 x tipo AAA,4,8 V/700 mAh

Ladezeiten bei leerem Akku-Pack:

Charging times
for empty battery pack:in battery compartment of charging
dock: approx. 2.5 h
inside the REPETMAN:
approx. 3.5 h
When battery capacity starts todiminish, recharge battery pack in thebattery compartment of the charging
dock.

Durée de charge
pour batterie:
sur le compartiment pour la batterie
du chargeur: env. 2,5 h à l’intérieur
du REPETMAN:
env. 3,5 h
Quand l’énergie de la batterie commence à faiblir, recharger la batterie
sur le compartiment correspondant duchargeur.

Tiempo de recargapara unidad de baterías:
en el compartimento del cargador parala unidad de baterías: aprox. 2,5 hdentro del REPETMAN:
aprox. 3,5 hCuando la capacidad de la unidad
de baterías empiece a disminuir,
recargar ésta en el compartimento
correspondiente del cargador.

Akku-Pack-Betriebsdauer:
Mit einem voll geladenen Akku-Packist ein Dauerbetrieb von 2,5 h mit
einem 12,5 mL Repet-Tip möglich.

Battery pack capacity:
A full charge gives approx. 2.5 hours
of continuous work with a 12.5 mL
Repet-Tip.

Capacité de la batterie:
Une batterie totalement chargéepermet un fonctionnement continu del’appareil de 2,5 heures en utilisantune seringue Repet-Tip de 12,5 mL.

Capacidad de la unidad
de baterías:
Una plena capacidad permite un trabajo continuo de aprox. 2,5 horas con
una punta Repet de 12,5 mL.

Mit diesem Zeichen bestätigen wir,
dass das Produkt den in den EGRichtlinien festgelegten Anforderungen (In Vitro Diagnostik, Medizin-Geräte (98/79/EC), Sicherheitsrichtlinien für den Gebrauch
von elektrischen Laborgeräten,Niedervolt-Richtlinie (2006/108/EC),
elektromagnetische Kompatibilität,(2004/95/EC)) entspricht und den
festgelegten Prüfverfahren unterzogen wurde.

This sign certifies that the productmeets the requirements of the EC
directives (In Vitro Diagnostic Medical
Devices (98/79/EC), Safety requirements for electrical laboratory use,
Low voltage directive (2006/95/
EC), Electromagnetic Compatibility,
EMC (2004/108/EC)) and has beentested according to the specified test
methods.

Avec ce signe nous attestons que ce
produit répond aux exigences fixées
dans les directives de la CE (Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(98/79/CE), 2006/95/CE relative àla sécurité des appareils électriquesde laboratoire, 2004/108/CE relative
à la compatibilité électromagnétique)et a été soumis aux essais déterminés.

Este distintivo certifica que el producto cumple con los requerimientos delas directivas CE (diagnóstica in vitro
para productos sanitarios (98/79/
UE),requerimientos de seguridad
electrica para el uso en laboratorios(2006/95/UE), compatibilidad electromagnética, EMC (2004/108/
UE)) y ha sido sometido aensayos conforme a los métodos
especificados.

im Akku-Pack-Ladeschacht:
ca. 2,5 h
im REPETMAN:
ca. 3,5 hWenn die Kapazität des Akku-Packs
nachläßt, Akku-Pack in separatem
Ladeschacht der Ladestation laden.

Genauigkeitstabelle

Accuracy table

Table de précision

Tabla de precisión

Die Messungen wurden mit Original
Repet-Tips von Gilson durchgeführt.
Als Probenflüssigkeit wurde aquadest. verwendet.

Measurements were carried out using
original Gilson Repet-Tips and distilledwater.

Les mesures ont été effectuées
en utilisant des seringues RepetTips d’origine de Gilson et de l’eau
distillée.

Las mediciones se han efectuado
utilizando puntas Repet originales deGilson y agua destilada.

20 °C

! EX
Repet-Tip
Volumenbereich
Repet-Tip
Volume range
Repet-tip
Gama de volumen
Punta Repet Gama de ajuste
0,1 mL_±%<R* / A* / E* / E*

Unterteilung
Subdivision
Subdivisión
Graduación

Nennvolumen				Nominal volume				Volume nominal				Volumen nominal 50 % 10 % 1 %_%<

VK* / CV* / CV* / CV*
Nennvolumen
Nominal volume
Volume nominal
Volumen nominal

50 %

10 %

1%

1 µL - 100 µL

1 µL - 100 µL

0,1 µL

1,0

1,2

1,6

16

0,5

1,0

2,0

12

0,5 mL
5 µL - 500 µL
				

5 µL - 100 µL
100 µL - 500 µL

0,1 µL
1 µL

0,9

0,9

0,9

9

0,25

0,5

1

6

1 mL

10 µL -

1 mL

1 µL

0,6

0,6

0,9

8

0,2

0,3

0,6

4

1,25 mL
12,5 µL - 1,25 mL
				
				

12,5 µL - 100 µL
100 µL -1000 µL
1 mL -1,25 mL

0,5 µL
1 µL
10 µL

0,6

0,6

0,9

8

0,15

0,3

0,6

3,5

2,5 mL25 µL - 2,5 mL
				

25 µL -1000 µL
1 mL - 2,5 mL

1 µL
10 µL

0,5

0,5

0,8

8

0,1

0,2

0,4

2,5

5 mL
50 µL 5 mL
				

50 µL -1000 µL
1 mL - 5 mL

1 µL
10 µL

0,5

0,5

0,8

8

0,08

0,15

0,3

1,5

10 mL

10 mL

100 µL - 10 mL

10 µL

0,4

0,4

0,5

5

0,08

0,15

0,25

1,25

12,5 mL
125 µL - 12,5 mL
				
				

125 µL -1000 µL
1 mL - 10 mL
10 mL -12,5 mL

5 µL
10 µL
100 µL

0,4

0,4

0,5

5

0,08

0,15

0,25

1,25

25 mL
250 µL - 25 mL
				

250 µL - 10 mL
10 mL - 25 mL

10 µL
100 µL

0,3

0,3

0,3

3

0,08

0,15

0,25

1,25

50 mL
500 µL - 50 mL				

500 µL - 10 mL
10 mL - 50 mL

10 µL
100 µL

0,3

0,3

0,3

3

0,08

0,15

0,25

1,25

10 µL -

100 µL -1 mL

Die in der ISO 8655 festgelegten Toleranzen werden nicht überschritten.
The predetermined ISO 8655 tolerances were not exceeded.
Les marges de tolérance déterminées dans la norme ISO 8655 ne sont pas dépassées.
No se han sobrepasado las tolerancias predeterminadas de la norma ISO 8655.

- 43 -* R = Richtigkeit,* A = Accuracy,* E = Exactitude,* E = Exactitud,

VK = Variationskoeffizient
CV = Coefficient of variation
CV = Coefficient de variation
CV = Coeficiente de variación

- 44 -

Bestelldaten

Ordering Data

Quotations

Referencias

REPETMAN
inkl. NiMH-Akku-Pack, Ladestation

REPETMAN
incl. NiMH battery pack, charging
dock

REPETMANavec unité d’accumulateurs NiMH et
chargeur incl.

REPETMAN
incl. unidad de baterías de NiMH,
cargadormit Netzteil Europa (Kontinent)
Best.-Nr. F164501
230 V/50 Hzwith AC adapter, continental Europe
Cat. No. F164501
230 V/50 Hz

avec bloc secteur Europe (Continentale)Réf. F164501
230 V/50 Hz

con equipo de red Europa (Continental)
Ref. F164501
230 V/50 Hz

mit Netzteil UK/Ireland
Best.-Nr. F164503
230 V/50 Hzwith AC adapter, UK/IrelandCat. No. F164503
230 V/50 Hz

avec bloc secteur UK/Ireland
Réf. F164503
230 V/50 Hz

con equipo de red Reino Unido/Irlanda
Ref. F164503
230 V/50 Hz

mit Netzteil USA und Japan
Best.-Nr. F164502 110 V/50-60 Hzwith AC adapter, USA/Japan
Cat. No. F164502 110 V/50-60 Hz

avec bloc secteur USA/Japon
Réf. F164502
110 V/50-60 Hz

con equipo de red EE.UU./Japón
Ref. F164502
110 V/50-60 Hz

mit Netzteil AustralienBest.-Nr. F164504

240 V/50 Hzwith AC adapter, Australia
Cat. No. F164504
240 V/50 Hz

avec bloc secteur Australie
Réf. F164504
240 V/50 Hz

con equipo de red Australia
Ref. F164504
240 V/50 Hz

Netzteil, Europa (Kontinent)
Best.-Nr. F164596
230 V/50 Hz

AC adapter, continental Europe
Cat. No. F164596
230 V/50 Hz

bloc secteur Europe (Continentale)Réf. F164596
230 V/50 Hz

Equipo de red, Europa (Continental)
Ref. F164596
230 V/50 Hz

Netzteil, UK/Ireland
Best.-Nr. F164597

230 V/50 Hz

AC adapter, UK/Ireland
230 V/50 Hz
Cat. No. F164597

bloc secteur UK/Ireland
230 V/50 Hz
Réf. F164597

Equipo de red, Reino Unido/Irlanda
230 V/50 Hz
Ref. F164597

Netzteil, USA und Japan
Best.-Nr. F164598 110 V/50-60 Hz

AC adapter, USA/Japan
Cat. No. F164598 110 V/50-60 Hz

bloc secteur USA/Japon
Réf. F164598
110 V/50-60 Hz

Equipo de red, EE.UU./Japón
Ref. F164598
110 V/50-60 Hz

Netzteil, AustralienBest.-Nr. F164599

AC adapter, Australia
Cat. No. F164599

bloc secteur Australie
Réf. F164599

Equipo de red, Australia
Ref. F164599
240 V/50 Hz

240 V/50 Hz

240 V/50 Hz

240 V/50 Hz

Ladestation, ohne Netzteil
Best.-Nr. F164594

Charging dock, without AC adapter
Cat. No. F164594

Chargeur, sans bloc secteur
Réf. F164594

Cargador, sin equipo de red
Ref. F164594

NiMH-Akku-Pack
Best.-Nr. F164595

NiMH battery packCat. No. F164595

Unité d’accumulateurs NiMH
Réf. F164595

Unidad de baterías de NiMH
Ref. F164595

Präzisions Dispenser-Tips– Repet-Tips – mit Typ-Codierung

Positive Displacement Tips
– Repet-Tips – with tip-size
encoding

Seringues de precision pour distribution – Repet-Tips – à codage

indiquant le type de seringue

Puntas de desplazamiento directo– Puntas Repet – con codificación
indicando el tipo de punta

Größe
Verp.-Einheit
Capacity
package of		

unsterilnon-sterileBest.-Nr./Cat. No.

steril**sterile**Best.-Nr./Cat. No.

CapacitéEmb. standard
non stérilisées
Capacidad
Unidades por emb. sin esterilizar		
Réf./Ref.

stérilisées**esterilizadas**Réf./Ref.

0,1 mL0,5 mL
1 mL
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
10 mL
12,5 mL
25 mL*
50 mL*

F164510
F164520
F164527
F164530
F164540
F164550
F164557
F164560
F164570
F164580

F164515F164525
F164528
F164535
F164545
F164555
F164558
F164565
F164575
F164585

0,1 mL0,5 mL
1 mL
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
10 mL
12,5 mL
25 mL*
50 mL*

F164515F164525
F164528
F164535
F164545
F164555
F164558
F164565
F164575
F164585

100
100
100
100
100
100
100
100
25/50***
25

Adapter für 25 und 50 mL RepetTips, PP, autoklavierbar

Adaptateur pour Repet-Tips de25 et 50 mL, PP, autoclavable

Adapter for 25 and 50 mL RepetTips, PP, autoclavable

Verp.-Einheit
package of

unsteril
Verp.-Einheit
non-sterile
package ofBest.-Nr./Cat. No.		

steril**sterile**Best.-Nr./Cat. No.

10

F164591

F164592* inkl. 1 Adapter** steril/endotoxinfrei- einzeln verpackt*** Repet-Tips 25 mL:
unsteril 50 Stück/steril 25 Stück

5

100
100
100
100
100
100
100
100
25/50***
25* incl. 1 adapter** sterile/free of endotoxin- single wrapped*** Repet-Tips 25 mL:
non-sterile pack of 50 / sterile pack of 25

F164510
F164520
F164527
F164530
F164540
F164550
F164557
F164560
F164570
F164580

Adaptador para puntas Repet de 25
y 50 mL, PP, esterilizable en autoclave

Emb. standard
Unidades por emb.

non stériliséesEmb. standard
non-sterile
Unidades por emb.
Réf./Ref.		

stérilisées**esterilizadas**Réf./Ref.

10

F164591

F164592* avec 1 adaptateur** stérilisées, exemptes d‘endotoxines- emballées séparément
*** Seringues Repet-Tips 25 mL: nonstérilisées 50 unités, stérilisées 25
unités- 45 -

5* con 1 adaptador** esterilizados/exentos de endotoxinas- embalaje individual*** puntas Repet de 25 mL: sin esterilizar
50 unidades, esterilizadas 25 unidades

- 46 -

Zur Reparatur einsenden

Return for repair

Retour en réparation

Envíos para reparación

Achtung!
Aus Sicherheitsgründen können
nur saubere/dekontaminierte
Geräte geprüft/repariert werden.

Important:
For safety reasons, only clean
and decontaminated instruments
will be accepted for inspection or
repair.

Important:
Par mesure de sécurité, seuls desappareils propres et décontaminésseront acceptés pour révision ou
réparation.

Importante:
Por motivos de seguridad sólo se
aceptarán instrumentos limpios ydescontaminados para inspeccióno reparación.

- Gerät gründlich reinigen und dekontaminieren.
- Schicken Sie die Pipette im Sicherheitsbeutel, den Sie mit der Pipette
bekommen haben, an Ihren Händler
zurück.

- Thoroughly clean and decontaminate the instrument.
- Send back the pipette in the safety
bag delivered with it to your local
distributor.

- Nettoyer et décontaminer soigneusement l’appareil.
- Renvoyer la pipette dans le sachetde sécurité, reçu avec la pipette, àvotre revendeur local.

- Limpiar y descontaminar cuidadosamente el instrumento.
- Enviar el aparato al distribuitor local
en el saquito de securidad.

Zur Reparatur einsenden:
Der Rücktransport geschieht auf
Gefahr und Kosten des Einsenders.

Return for repair:
Return shipment has to beeffected at the risk and the cost of
the sender.

Retour en réparation:
Tout retour est aux frais del’expéditeur et sous sa propre
responsabilité.

Envios para reparación:
Los gastos y riesgos de la
devolución corren a cargo delremitente.

Entsorgung

DisposalDas nebenstehende Symbol
bedeutet, dass Batterien/Akkus undelektronische Geräte am Ende ihrer
Lebensdauer vom Hausmüll (unsortierter Siedlungsabfall) getrennt
entsorgt werden müssen.

The adjoining symbolmeans that storage batteries and electronic devices
must be disposed of separately from household trash(mixed municipal waste) atthe end of their service life.

- Elektronische Geräte müssen
gemäß der Richtlinie 2002/96/EG
des europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. Januar 2003
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsprechend dennationalen Entsorgungsvorschriften
entsorgt werden.
- Batterien und Akkus enthalten
Stoffe, die sich schädlich auf
die Umwelt und die menschliche
Gesundheit auswirken können. Sie
müssen daher gemäß der Richtlinie
2006/66/EG des europäischen
Parlaments und des Rates vom 06.
September 2006 über Batterien
und Akkumulatoren fachgerecht
entsprechend den nationalen
Entsorgungsvorschriften entsorgt
werden. Nur vollständig entladene
Batterien und Akkus entsorgen.

Elimination- According to the Directive
2002/96/EC of the European
Parliament and of the Council on
Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) of 27 January 2003, electronic equipment
requires disposal according to therelevant national disposal regulations.
- Batteries contain substances that
can have harmful effects on theenvironment and human health.
Therefore according to the Directive 2006/66/EC of the European
Parliament and the Council on
Waste Batteries of 6 September
2006 batteries require disposal
according to the relevant national
disposal regulations. Dispose ofbatteries only when completely
discharged.

Warnung!

Warning!

Batterien und Akkus zum Entladen nicht kurzschließen!

Do not short-circuit the battery todischarge it!

Eliminación

Le symbole ci-contre signifie qu’à
la fin de leur durée de vie, lesbatteries et appareils électroniques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères(déchets municipaux non triés).

El siguiente símbolo significa que alfinal de su vida útil, las pilas / acumuladores y aparatos electrónicos
deben descartarse separadamente
de los residuos domésticos (residuos
municipales mezclados).

Le traitement special desdéchets des appareils électroniques doit être effectué selon lesréglementations nationales relatives
au traitement des déchets selon la
directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003 sur les appareils électriques et électroniques usagés.

- Según la directiva UE 2002/96/CE
del Consejo y Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos del 27
enero 2003 es necessario eliminar
los aparatos eléctricos conforme alas normas correspondientes de laeliminación de residuos nacional.

- Les batteries contiennent dessubstances susceptibles d’avoir
un effet nocif sur l’environnement
et la santé. Le traitement special
de leurs déchets doit être effectué selon les réglementations
nationales relatives au traitement
des déchets selon la directive
2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre
2006 sur les batteries usagées.
N’éliminer la batterie que quandelle est complètement déchargée.

- Las pilas o acumuladores contienen sustancias que pueden
resultar perjudiciales para el medio
ambiente y la salud humana. Según
la directive UE 2006/66/CE delConsejo y Parlamento Europeo
sobre residuos de pilas o de acumuladores del 6 septiembre 2006
es necessario eliminarlos conforme
a las normas correspondientes dela eliminación de residuos nacional.
Eliminar la pila / el acumulador
sólo cuando esté completamente
descargado.

Avertissement!
Ne pas court-circuiter les piles /accus pour les décharger!

¡Advertencia!
No cortocircuitar el acumulador /la pila para descargarlo.

- 47 -

- 48 -

Mängelhaftung

Warranty

Garantie

Garantía

Wir haften nicht für Folgen unsachgemäßer Behandlung, Verwendung,
Wartung, Bedienung oder nicht
autorisierter Reparatur des Gerätes
oder für Folgen normaler Abnutzung,insbesondere von Verschleißteilen wie z. B. Kolben, Dichtungen,Ventilen sowie bei Glasbruch.
Gleiches gilt für die Nichtbeachtung
der Gebrauchsanleitung. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung
für entstandene Schäden, wenn das
Gerät weiter zerlegt wurde als in derGebrauchsanleitung beschrieben oderwenn fremde Zubehör- bzw. Ersatzteile eingebaut wurden.

We shall not be liable for the consequences of improper handling, use,
servicing, operation or unauthorized repairs of the instrument or
the consequences of normal wear
and tear especially of wearing parts
such as pistons, seals, valves andthe breakage of glass as well as thefailure to follow the instructions of
the operating manual. We are notliable for damage resulting from any
actions not described in the operating
manual or if non-original parts havebeen used.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de conséquences d‘untraitement, d‘une utilisation, d‘unentretien et d‘une manipulation
incorrecte ou d‘une réparation nonautorisée de l‘appareil ou d‘une usurenormale, notamment des piècesd‘usure, telles que les pistons, lesjoints d‘étanchéité, les soupapes etde rupture de pièces en verre. Lemême vaut pour inobservation dumode d‘emploi. Nous declinons toute
responsabilité en cas de dommages
résultant d‘ actions non décrites
dans le mode d‘emploi ou bien si despièces de rechange ou accessoires
qui ne sont pas d‘origine du fabricant,ont été utilisés.

No seremos responsables de lasconsecuencias derivadas del trato,
manejo, mantenimiento, uso incorrecto o reparación no autorizadadel aparato, ni de las consecuencias
derivadas del desgaste normal, en
especial de partes susceptibles deabrasión, tales como émbolos, juntas
herméticas, válvulas, ni de la roturade partes de vidrio o del incumplimiento de las instrucciones demanejo. Tampoco seremos responsables de los daños provocados deacciones no descritos en las instrucciones de manejo o por el uso piezas
no originales.

Technische Änderungen, Irrtum undDruckfehler vorbehalten.

Subject to technical modification without
notice. Errors excepted.

Sous réserve de modifications techniques,d’erreurs ou errata.

Reservado errores y el derecho derealizar modificaciones técnicas.

drücken / Press MENU key briefly
 MENU-Taste kurz
lang drücken (> 3 s) / Hold down MENU key (> 3 s)

 MENU-Taste

Menüebene 1 / Menu level 1
STEP-Volumen ändern/adjust STEP-volume+
Standardmodus/
Default mode

Ebene 1/
Level 1–


AUTO-DISP-Modus wählen/
select AUTO-DISP-Mode







- 49 -

- 50 -

Menüebene 2 / Menu level 2
Aufsauggeschwindigkeit ändern/adjust aspiration speed

Abgabegeschwindigkeit ändern/adjust dispensing speed+
Standardmodus/
Default mode

Ebene 2/
Level 2

–




> 3s



Arbeitsmodus DISP-PIP wählen/
select DISP-PIP mode

*





Kann nur angewählt werden, wenn Repet-Tip vollständig entleert ist!
* To select this mode the Repet-Tip must be completely empty!

brièvement sur le bouton MENU / Accionar el botón MENU Appuyer
Maintenir enfoncé le bouton MENU (> 3 s) / Accionar el botón MENU continuamente (> 3 s)Niveau de Menu 1 / Nivel de selección (modo) 1
Modifier le volume d‘aliquot (STEP volume)/
Modificación del volumen de paso+
Mode standard
Modo éstandar

Niveau 1/
Nivel 1–Accéder au mode AUTO-DISP/
Seleccionar el modo AUTO-DISP







- 51 -

- 52 -

Niveau de Menu 2 / Nivel de selección (modo) 2
Modifier la vitesse d’aspiration/
Modificación de la velocidad
de aspiración

Modifier la vitesse d’évacuation/
Modificación de la velocidad
de expulsión+
Mode standard
Modo éstandar

Niveau 2
Nivel 2

–




> 3s



Acceder au mode DISP-PIP
Seleccionar entre los modos DISP-PIP

*





* Ne peut être sélectionné que si la seringue Repet-Tip a été complètement évacuée.
Solamente se puede seleccionar en el caso de estar la punta Repet-Tip completamente vacia.

REPETMAN is made in Germany under BRAND patents PL 178640, PL 179567, EP 0691158, FI 109406,
DE 19915066, US 6740295, EP 1110612, US 6540964, EP 1177831 and US 6841129.
The use of dispenser tips with a coding on the plunger head is subject to the above BRAND patents.
Printed in Germany