Technical Review

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Technical Review

超純水の水質が微量有機物分析に与える影響
黒木祥文

Effect of impurities in ultra−pure water on trace organic analysis
Yoshifumi Kuroki
Veolia Water Solutions & Technologies Japan K.K. ELGA LabWater Division
Yokoso Rainbow Tower, 3−20−20 Kaigan, Minato−ku, Tokyo 108−0022, Japan

Abstract
The quality of water has a significant influence on trace analyses for various purposes. Today we can easily obtain the ultra−pure water ofsuch a high quality for HPLC, LC/MS or GC/MS using a water purifier with high performance. However, we often make mistakes in the usage of ultra−pure water and also in the operation of a water purifier. Additionally ultra−pure water system has issues for impurities monitoring
and creasing impurities from own product. The manner to use ultra−pure water is quite important. It is necessary to make a standard method
to use ultra−pure water for trace organism’s analysis.
Keywords: HPLC, LC/MS, GC/MS, ultra−pure water, TOC, impurity, real−time monitoring contamination, water quality

活性炭、イオン交換樹脂およびフィルターの組み合わせに

１．緒言
分析において「水」は最もよく使われる試薬であり溶媒でよって精製が行われるが、微量有機物分析には紫外線（UV）ある。LC/MS や GC/MS などの微量有機物分析には分析用水ランプを採用した高性能機種が対応している。また、LC/MSとして非常に高純度な超純水が必要である。

分析に対応した LC/MS 用超純水などが市販されている。

分析用水として使用される、いわゆる「純水」あるいは「精LC/MS 分析用あるいは微量有機物分析用の超純水中に残製水」と呼ばれるものにも水中の不純物を除去するために多存する有機物濃度（total organic carbon. TOC）は１ppb 程度

くの処理過程が含まれ（Table１）、またその水質も残存有機まで低減されている。この超純水を用いることで GC/MS に物を比較しても非常にばらつきがある（Table２）。また、あよる微量の揮発性有機化合物（VOC）分析や LC/MS による

くまでも Table２の水質は処理開始時の到達値であり、実際有機フッ素化合物（per fluorocarbons. PFCs）分析などに、特の使用時には供給水の水質変動や処理量の増加により水質低に前処理をすることなくそのままブランク水として用いるこ下が起こり得る。また当然、これらは処理直後の水質であるとができるようになった[1,2]。
このように超純水装置の高性能化と普及、また試薬としてので経時的な劣化も生じる。

供給される「分析用水」の高純度化により極微量分析に要求

一般的な超純水装置は蒸留水、逆浸透水などを原水とし、ヴェオリア・ウォーター・ソリューション＆テクノロジー株式会社
エルガ・ラボウォーター事業部〒１０８―００２２ 東京都港区海岸３―２０―２０ ヨコソーレインボータワー１１F
Tel:０３―５４４１―７０７０
Fax:０３―５４４１―７０７１
E−mail: yoshifumi.kuroki@veoliawater.com―７５―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Table 1. Elements of purification technologies and impurities.
不水処理技術純物

無機物（イオン）

有機物

細菌類微粒子イオン交換樹脂（IE or DI）◎△−−活性炭（AC）

−

○

−

−

精密ろ過膜（MF）−−◎◎

限外ろ過膜（UF）

−

△

○

○

逆浸透膜（RO）

△

△

○

○

蒸留（DW）△△○○

波長；185nm（185UV；酸化 UV）

−

○

○

−

波長；254nm（254UV；殺菌 UV）

−

−

○

−

紫外線照射（UV）

Table 2. TOC of purified water.
水質区分／水質基準
供給水・原料水

名称

総有機物（TOC）濃度（mgCL−1）
1〜3

水道水／工業用水

純水

蒸留水
イオン交換（IE）水逆浸透（RO）膜処理水
RNase フリー水

0.05〜0.3
0.01〜0.5
0.02〜0.3
0.05〜100

超純水

超純水（RO＋IE＋活性炭）
超純水（RO＋IE＋活性炭＋紫外線照射）0.01〜0.05
0.001〜0.01

水道水質基準用水・排水試験に用いる水 JIS K 0557

飲料水／水道水A4 グレード水（微量の試験に用いる水）

＜3
＜0.05

機物分析に用いられる超純水の水質が分析に与える影響と、される超純水は容易に得られるようになった。

より適切な水質管理方法と使用方法の留意点を提示する。

しかし超純水の水質を維持したまま分析に供することは容易ではなく、その水質管理方法、使用方法に問題が多いこと

２．純水および超純水中の残存有機物が分析に与える影響は以前より度々指摘されている[3−9]。
特に超純水装置を用いた場合に指摘されている主な水質低「JIS K０５５７用水・排水の分析に用いる水」において微量下要因には、採水後の経時劣化と採水時の不適切な操作[4−分析を行う際に用いるべき水の水質として A４グレードを推6]、採水操作を厳密に規定しなければ防げない汚染[6−8]、奨している。そのなかで TOC を５０µgC/L（５０ppb）未満であ装置そのものの設計に起因している問題[6,7,9]、装置管理がることとしている（Table３）[12]。しかし高感度の微量有機不十分な場合に性能を著しく低下させてしまう例も報告され物分析を行うのであれば JIS の A４を満たしていることではている[9]。

不十分である。ブランクもしくはサンプル調製用水として用また最高の水質を維持し続けるためには、採水している超いた場合に実際の分析に影響を与えない水質かどうかあらか純水の水質を適切にモニタリングすることが重要である。超じめ試験しておく必要がある。純水装置あるいは超純水装置

純水のモニタリングはもともと半導体製造分野において開発であっても機種の違いにより水質が異なることに留意しなけされた経緯もあり、比抵抗値を用いて、イオンの測定によりればならない。

行ってきた。現在でも比抵抗値のことを「純度」と呼ぶのは残存有機物が確実に除去され TOC が十分に低減されていその名残である。その後、HPLC など有機物分析用途への広るかを常に確認する必要がある。そのため、現在ではほぼすがりを受けて１
９９０年代以降はラボ用超純水装置にも TOC モ

べての微量有機物分析用の超純水装置に TOC モニターが装ニタリングが採用されている[10]。最近ではより適切な水質着されている。また市販されている LC/MS 用超純水も、TOC管理を目的として、超純水装置にもリアルタイムモニタリン値を製品仕様のひとつにしている。

グを採用する傾向にある[9,11]。
本報では HPLC、LC/MS あるいは GC/MS などの極微量有―７
６―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Yoshifumi Kuroki

Table 3. JIS K 0557−1998. Water quality.
Water Quality

Measurement materials
Electric−conductivity（mS/m at 25°C）
Total Organic Carbon（mgCL−1）
Zn（µgL−1）
SiO2（µgL−1）
Cl−（µgL−1）
SO42−（µgL−1）

A1A2A3A4＜0.5＜１＜0.5−＜10＜10＜0.1＜0.5＜0.5＜50＜2＜2＜0.1＜0.2＜0.1＜5.0＜1＜1＜0.1＜0.05＜0.1＜2.5＜1＜1Table 4. Comparison of TOC by Ultra−pure water systems.
水質例
比抵抗（MΩ・cm）
TOC（ugCL−1）

超純水処理方法
IE＋AC＋MF

IE＋AC＋UF

IE＋AC＋254UV

IE＋AC＋185UV

18.2
5.4

18.2
5.4

18.2
3.1

18.2
1.4

２．
１ 純水装置と超純水装置の残存有機物量の違いからくる
影響
微量有機物分析用の超純水装置には残存有機物の低減のために１８５nm の短波長 UV を採用している。純水中に TOC としておよそ１００µgC L−１程度残存 し て い る 有 機 物 を、１８５nmUV を照射することで更に１〜３µgC L−１未満まで低減することができる（Figure１）（Table４）[13]。この水 は 環 境ホルモン、ダイオキシン、あるいは PFOS、PFOA などの微量有機物分析に用いられている[2]。
これらのことから超純水装置に UV 酸化機能を搭載することにより TOC を低減できるが、これが HPLC 分析においてどのような影響を与えるかを示す。

Figure 1. Effect of organic matters reduction by 185nmUV oxidation.

超純水そのものの評価を行うために水１００％での使用が可能な C３０カラムを用い、サンプルインジェクション無しにブランクとして移動相だけを水１００％からアセトニトリル１００％へのグラジェントを行い、UV２１０nm の吸収をみたものである。「超純水 TOC １ppb」で示したのは、超純水装置 PURELAB Ultra Analytic（英国 ELGA 社製）に搭載されている水質モニターで TOC が１ppb を指したのを確認した後に採取した水をすぐに用いた。「純水 TOC５０ppb」で示したのは、純水装置 PURELAB Option−R（英国 ELGA 社製）か ら採取した水を用いた。TOC が１ppb まで低減された超純水では全く見られないゴーストピークが純水からは検出された（Figure２）。
純水中の残存 TOC は明らかに HPLC および LC/MS 分析におけるバックグラウンドに影響を与えている。そのクロマトグラフ上の差異についても TOC 値と相関が指摘されている[14,15]。
同様に GC/MS を用いて残存 VOC を比較した。Figure３はTOC が２ppb 未満の超純水装置 PURELAB Ultra Analytic の超純水を、Figure４は TOC が２０ppb 程度は残存している純水

Figure 2. Contamination peak of HPLC from pure water.

―７７―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Figure 3. Analysis of SVOCs by GC−MS. Chromatogram of Ultrapure water (ELGA’s PURELAB Ultra Analytic).

Figure 4. Analysis of SVOCs by GC−MS. Chromatogram of pure water (ELGA’sPURELAB Pulse).

装置 PURELAB Pulse のクロマトグラムである。超純水装置

は、どちらも小型卓上の超純水装置で、その超純水の製造能からは VOC は全て定量下限値（２５ppt）未満であるのに対力はともに２L／分の高流量タイプである。但し有機物除去し、純水装置からは最大で３０ppt 程度の濃度の VOC 成分が能力を示す採水水質の TOC 値の仕様は Ultra検出されている。純水中の残存 TOC は明らかに GC/MS 分ppb 以下、flex３が５ppb 以下となっている。どちらもほぼ析におけるバックグラウンドに影響を与えている。

同等の性能の波長１８５nmUV ランプを内蔵しており、処理時Analytic が２の UV 照射時間も同じである。そのためこの性能の違いは主に内蔵の超純水カートリッジ（活性炭とイオン交換樹脂の混２．
２ 超純水装置の残存有機物量の違いからくる影響床）の容量の差に起因すると考えられる。実際に Ultra Ana-

本報告ではさらに微量有機物分析用超純水装置と一般的なlytic は約２L、flex３は約０．
５L と４倍程度の差がある。

分析用超純水装置の到達水質の比較を行った。
微量有機物分析用超純水装置 PURELAB Ultra Analytic と実際に採水した超純水の TOC を時間を追って測定した。

一般分析用超純水装置 PURELAB flex３（英国 ELGA 社製）

どちらも仕様を十分に満たしてはいるが、明らかに TOC 値―７８―CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Yoshifumi Kuroki

Figure 5. TOC levels in PURELAB Ultra Analytic and PURELAB flex 3.
Ultra Analytic は水質測定後の水質変化を生じさせないためにに違いがみられた（Figure５）。
これらから微量有機物分析用超純水装置の選定にあたって採水口にカートリッジを装着しないのが標準であるが、今回は、仕様が同じ TOC 値を示していたとしても、採水流量とは活性炭カートリッジを取り付けて、装着後コンディショニカートリッジ充填量を比較、検討し、できるだけ有機物の削ングを施したのち５L 程度の排水直後に採水、装着後２日後減効果の高い装置を選定する必要がある。に 採 水、装 着 後３日 後 に 採 水 し た も の を UV 検 出 とCORONA CAD で比較した。超純水装置の TOC は全ての操作時２ppb を示した。また比抵抗値も１８．
２MΩ・cm を示し変３．超純水装置の設計上の問題点化が認められないのを確認して採水した。

超純水装置は超純水の汚染源となり得る。装置の配管など接液部は超純水に曝されるため、溶出による汚染が生じる。

UV 検出では大きな差異は認められなかったが、CAD でまた超純水の水質計の表示が実際の採水水質と異なる場合がは溶出物のピークが装着直後に比較し、２日目、３日目と経ある。

過するにともない、上昇した（Figure７）。
これを防ぐために採水時に初流を排水することで水質劣化

この問題は超純水装置の使用に際して、表面化せず見過ごされてしまっている。そこで注意を喚起するために、あらた水の使用を防ぐ必要がある。初流排水を行う場合 HPLC のめて提示することとした。

バックグラウンドの安定であれば１L 程度の排水が必要であるとの報告もある[3]。しかし最近の分析機器、分析技術の進歩により、実際にどの程度の排水であればそのまま使用可

３．
１ 採水口カートリッジからの溶出による水質低下能かどうかは、その分析ごとに評価することが必要であろ

分析用超純水装置に精密ろ過、限外ろ過などのフィルターう。

類や、活性炭、C１８などの充填材を封入したカートリッジを採水口に装着して使用する場合がある（Figure６）。これでまた採水口のカートリッジは、それ自体が汚染源となってはカートリッジが水質維持可能な循環ラインから外れるたいることにも注意が必要である。たとえばバイオ系のラボでめ、カートリッジからの溶出などにより水質低下を起こす可は一般的な、限外ろ過フィルターがパックされたカートリッジでは、使用開始直後に TOC が高くなる傾向がある。また能性がある。
そこで微量有機物分析用の超純水装置の採水口に活性炭製品によりその溶出にも差がある（Figure８）。装着しなけカートリッジを取付け、その装着がどのような影響を与えるればならない場合はあらかじめ水質の評価を行うことが望まか、装着時間による水質比較を行った。

しい。合わせて採水時に十分な排水が必要である。どの程度今回実験に用いた微量有機物分析用超純水装置 PURELABの排水が必要かは、その水をどのような用途に用いるかで異―７９―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Figure 6. Ultra−pure water system’s flow and model of ion extract from AC cartridge.
３．
２ 採水口カートリッジ透過後の水質が不明
採水口装着カートリッジからの汚染が問題なのは水質低下をモニターできないことにある。超純水装置の水質計は本体内にあるため、実際に採水している超純水の水質がカートリッジ通過後に変化しても、水質表示に反映されないことに注意しなければならない。水質が低下しても、装置の水質表示に変化は現れないのである（Figure６）。
先ほどの限外ろ過カートリッジを装着した場合、採水された超純水の TOC が１００ppb を超えて上昇しようと、本体もしくは採水ユニット上の表示は５ppb を示しているかもしれないのである。

Figure 7. Extraction Peak from AC Cartridge by CORONA CAD.

以上のことから採水口カートリッジの装着に際しては、その汚染状況を水質表示に頼らずに判断し、カートリッジの適なるが、Figure８で示した１００ppb を超える有機物が溶出して切な交換が求められるため、細心の注意が必要である。

いるカートリッジの場合、１０ppb 以下に TOC を低減するた

微量分析用の超純水装置には採水口カートリッジを用いめには１００L 以上の排水が必要であることが分かる。

ず、超純水装置の循環ライン内に全ての水処理構成品を納めて、採水口で水質モニタリングすることが望ましい。

また前述した活性炭カートリッジでは、特に初期装着時にイオンの溶出が起き易い。原子吸光分析やイオンクロマトあ
るいは ICP などを用いたイオン分析を行う場合には注意が

３．
３ TOC モニタリング方式の違いによる水質表示の問題
微量有機物分析用超純水装置には TOC のモニタリングが必要である。
このように採用する採水口カートリッジを装着しなければ不可欠である。実際に微量有機物分析用として市販されていならない場合は、カートリッジの溶出傾向などの特性を知る超純水装置にはどのメーカーのものであろうと、ほぼ全てり、分析内容によっての適切なカートリッジの選定と使い分の機種に TOC モニターが採用されている。
超純水装置に採用されている TOC モニタリングは２種類けが求められる。
採水口カートリッジを用いず、超純水装置の循環ライン内の方式がある。超純水装置内に TOC 計を搭載し、そこに超に全ての水処理構成品を納める設計の装置を選択した場合に純水を取り込み、TOC 計内の UV ランプでバッチ式に残存はこの問題は生じない。

有機物の TOC を計測するタイプと、超純水装置の有機物酸化用 UV ランプを利用してオンラインでリアルタイムにTOC 計測を行なうタイプである。

―８０―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Yoshifumi Kuroki

Figure 8. Comparison of TOC levels in point−of−use cartridges for biological applications.

Figure 9. Comparison of TOC measurements real−time or not.

一般に前者のほうが TOC の測定精度は高いとされていを示したものである。超純水装置から超純水を連続採水するる。しかしながら前者では TOC 値をリアルタイムに計測す場合によく生じる、一時的な残存有機物濃度の上昇と速やかることは出来ない。残存有機物の濃度にもよるが５〜１０分程な低下という水質変動の例である。実際の水質変動に先立っ度の計測時間を必要とする。そのタイムラグによって、採水て段階的に上下するラインがリアルタイムの TOC モニタリした超純水の水質と表示水質が異なる恐れが出てくる。計測ングの水質表示値である。実際の水質変動とほぼ同様の動き

中に水質が低下し TOC 値が上昇してもその変化を捉えるこを示している。これに対してほとんど変化の見られないラインがバッチ式の TOC モニタリングの水質表示値である。実とは出来ない。
TOC の 高 い 超 純 水 を 誤 っ て 使 用 す る 例 を Figure９に 示

際の採水水質と表示値が乖離し、水質変動を捉えることがです。滑らかな変化のラインが実際の超純水の水質の経時変化きていないのがわかる。バッチ式では測定器内に水を取り込―８１―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

み、５分程度の測定時間が必要なためにタイムラグが生じび容器に受けて３日間そのままにしておいた超純水の３つのる。この状況では TOC 値の高い水を誤って使用する恐れが水質比較を LC/MS 分析にて行った。

ある。また TOC 値が高いことを捉えられたとしても、採水TIC を Figure１０示す。バックグラウンドの高い方から順の５分後に TOC 値が高いと表示された場合、水質が劣化しに、３日間開放容器内にあった超純水、８日間密封ガラス容ていた水を既に分析に供した可能性が示唆され、分析の信頼器内にあった超純水、そして最も低い数値が採水直後の超純性に疑問が生じる。

水である。空気に触れずに密封した場合は８日間と長時間のバッチ式の TOC モニタリングの場合には、超純水装置の保管ではあったが、バックグラウンドの上昇は最小限に抑えコンディションを安定させて水質が安定していることを常にられている。このことから雰囲気からの汚染が大きいことが確認しなければならない。

推察される。

このように採用されている TOC モニタリングの特徴を理

超純水はできるだけ使用直前の採水が望ましいが、外部での分析のため容器で保管が必要な場合などは、有機物分析用解して超純水の採水を行なわなければならない。

として用いる超純水であればガラス容器を用い、空気に触れさせないように容器を水で満たして密封保管することで最小４．超純水の使用時における汚染限の汚染に抑えることができる。もちろん接液するふたの汚超純水は物質を非常に良く溶解するため汚染されやすい。

染にも注意が必要である。

そのため、微量分析に問題が生じた際にその原因が水の汚染によるものであることも多い。実際に使用方法に問題が多い

また、この事象については、容器の洗浄方法として「JIS Kことは以前より指摘されている[3]。使用時における様々な０５５１，超純水の TOC 試験方法」にも反映されており、洗浄汚染要因とその対処については鳥山、黒木らにより総説とし後の汚染を防ぐために超純水の密封保管が推奨されている。て報告されている[4,6,8]。

微量有機物分析用の容器は最終リンス後に乾燥保管をするのではなく、超純水を満たしたうえで密封保管し、使用直前に本報では新たに入手した超純水使用時の汚染事例について再度超純水にてリンスすることで適切な清浄度を保つことが報告する。

できるとしている[16]。
４．
１ 超純水の保管による水質変化
超純水装置から採水した直後の超純水と、ガラス容器に満４．
２ 超純水装置の採水口にチューブを装着した場合の汚染

たして空気に触れずに１週間密封保管していた超純水、およ

超純水装置からの採水が不便な場合に、採水口にチューブ

Figure 10. Analysis of organism’s extraction by LC−MS. TIC of Ultrapure water.

―８２―

CHROMATOGRAPHY, Vol.33 No.2 (2012)

Yoshifumi Kuroki

Figure 11. Analysis of organism’s extraction by GC−MS. Chromatogram of Ultrapure water (with PVC tube).
を装着し使い勝手を良くしている例を見かけることがある。

いて、株式会社エービー・サイエックス様にご助言、データ

接液時間はほんの数秒であり、水質劣化を招くとは考えにくのご提供をいただきました。

いのかもしれない。そこで実際に超純水装置から直接採水した場合と５０cm のポリ塩化ビニル製のチューブを装着した場

引用文献

合とで水質の比較を GC/MS で行った。

[1] 黒木祥文；Paul Whitehead． 第７３回分析化学討論会講演

要旨集 ，2012，120．

チューブ未装着の場合には特に目立つピークは検出されていないが、チューブを装着した場合は可塑剤の N−butyl−ben-[2] 島田哲治；川口zene sulphonamide が検出された（Figure１１）。微量有機物分

修；岩森智之；黒木祥文 ．第１６回環境化学討論会講演要旨集 ，2007，92．
[3] 黒木祥文． 工業用水 ，2003，５４１，24−30．

析に用いる場合、チューブの装着は避けるべきである。

[4] 黒木祥文．Chromatography，2006，２７，125−129．

汚染要因は分析の操作に数多く潜んでおり、管理、注意を[5] 堀 切怠ると分析の精度に大きな影響を与えかねないことを十分留

智；藤 田 直 樹；小 林 英 樹；黒 木 祥 文；榎 並 敏

行． 第５４回質量分析総合討論会講演要旨集 ，2006，458

意する必要がある。

−459．
[6] 黒木祥文． 分析化学 ，2010，５９，85−93．

５．まとめ
微量有機物分析用水の選択には、微量有機物分析用に最適[7] 福島景子；高橋あかね；黒木祥文；橋口九州男；千田

化された超純水装置、あるいは目的とする分析に最適なグ正昭． 第７１回分析化学討論会講演要旨集 ，2010，52．

レードのボトル水を選択し、使用しなければならない。超純[8] 鳥山由紀子． ぶんせき ，2010，442−446．

水装置から超純水を得る場合には採水水質をリアルタイムで[9] 黒木祥文． ぶんせき ，2011，77−83．

モニタリングし、常に目的とする分析に適した水質の超純水[10] 石井直恵；黒木祥文． 工業用水 ，2000，５０５，33–42.

であることを把握して、使用する必要がある。合わせて超純[11] 黒木祥文．Chromatography supplement，2009，1–4．

水装置や容器の管理、採水方法、使用方法が分析精度に大き[12] JIS K ０５５７用水・排水の試験に用いる水 ，1998．

な影響を与えていることを留意しなければならない。

[13] オルガノ株式会社超純水編集委員会； オルガノ：超純水 ，1991，390．

超純水および超純水装置の適切な理解と取り扱いにより、[14] HPLC 研究懇談会運営委員会；筑波出版会： 液クロ

さらなる分析の信頼性を向上につながる。今後も超純水装置

龍の巻 ，2002，70−71．

メーカーとして積極的に技術情報の提供を行っていきたい。

[15] HPLC 研究懇談会運営委員会；筑波出版会： 液クロ

龍の巻 ，2002，137−138．

謝辞
LC/MS を用いた超純水の保管による水質変化の事例にお[16] JIS K ０５５１超純水の TOC 試験方法 ，1994．

―８３―