取り扱い説明書
ver 2.31.1

株式会社 スペクトラ・コープ

1. インストール
1-1. ドライバのインストール

分光装置(又は電装部)とパソコンの初回接続時に、電源を投入すると
左図のポップアップウィンドウが表示されます。
(されない場合は次項のデバイスマネージャからのインストールをご参照下さい)未だドライバのインストールを行っておりませんので
続いて左図のポップアップウィンドウが表示されます。

1.

2.

次に「コントロールパネル -> システムとセキュリティ -> システム」を開き(1)左のリストから「デバイスマネージャ」を選択してください(2)「Loader-FX2」(*インターフェイスが PD-USB, COE-USB の場合のみの名称)にインストールが完了していない事を示す感嘆符が表示してありますので、右クリックから「ドライバーソフトウェアの更新」を選択して下さい。

ドイラバーソフトウェアの検索方法を選択するダイアログが表示されますので「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索する」を選択して下さい。

2

ドライバファイルが存在する場所を選択して下さい。
選択終了後「次へ」を押してウィザードを進めて下さい。
(32bit ドライバーの場合は「X86」フォルダ、
64bit ドライバーの場合は「X64」フォルダにそれぞれ格納されています)

インストール中に左図の警告ダイアログが開く場合がありますが、「このドライバーをインストールします」を選択して下さい。

インストールが正常に終了した場合、左図のダイアログが表示されます。
「閉じる」を押して作業を終了させて下さい。

1-2. ソフトウェアのインストール

1. 「WaveVIEWER」の CD をセットして、エクスプローラー等で開いてください。
2. 「setup」フォルダの中の「setup.exe」を実行してください。

3. ソフトウェアマニュアル
インストールウィザードが起動しますので、任意の設定下でインストールを行ってください。
- 3.
可 インストール終了後にデスクトップとスタートメニューの「SPECTRA」フォルダにショートカットが作成されます。
4. ソフトウェアは MFC ランタイムが必要になりますので、セットアップしていないパソコンを使用する場合は以下の手順でインストールして下さい。
また、「mfc」フォルダの「vc8text.exe」をコンソール上で実行すると、セットアップ済の場合は「Hello VC8 World!」というメッセージが表示されますので確認にご使用ください。
5. 未セットアップの場合は「mfc」フォルダの「vcredist_x86.exe」を実行してセットアップを行ってください。

3

2. ソフトウェア使用方法
2-1. ソフトウェア外観
コントローラウィンドウ

3. 操作ボタン
3-1. 終了
全ての機器との通信を切断し、ソフトを終了します。
ステージの初期化を行っている際にはステージは原点復帰されます。
3-2. 測定
測定設定で設定したプロファイルを元に測定を開始します。
(プロファイルは「現在の測定プロファイル(p17)」で確認できます。
3-3. 保存
測定結果を保存します。
* 既に存在するファイルを選択した場合、「上書き」「追記」「キャンセル」から任意の手法を選択してください。
3-4. クリア
各種グラフや測定結果などを消去します。
また、トレンドグラフやオーバーレイ表示されたグラフを０からのスタートに戻します。
3-5. ホームポジション
ウィンドウをデフォルトの位置に戻します。

44. 各種ウィンドウ
4-1. 初期化
A. 初期化を実行する機器
チェックボックスにチェックが入っている機器の初期化を行います。
* 既に初期化が終了している場合、チェックボックス
は無効状態(グレーアウト)になります。
B. COM ポート[自動ステージ]
自動ステージとパソコンを接続しているシリアル
ケーブルの COM ポート番号を選択して下さい。
C. GPIB アドレス
電源の本体に設定されている GPIB アドレスを入力してください。
D. 初期化を実行チェックが入った機器の初期化を実行します。
4-2. グラフ

測定により取得した分光波形を表示します。X 軸は波長[nm]になります。
Y 軸は放射強度です。

4-3. チャート

Y1
Y2

Y3

各種特性値をプロットします。

5

4-4. 設定
測定のプロファイルの編集などの各種設定を行うことが出来ます。

動作設定

測定モード

共通項目

4-4-1. 測定の種類

各種機器を使用して測定する種類を選択できます。
- 光度 / 配光特性
小型配光ステージを使用しての光度又は配光特性を測定します。
- XZ-Θマッピング
XZ ステージとΘステージを使用して自動輝度照度マッピング他、配光特性を測定します。
- 照度マトリクス
黒板型ステージを使用して手動での照度マッピング測定を行います。
- 全光束
10 インチ積分球を使用して全光束測定を行います。

4-4-2. 測定の種類[詳細]「測定の種類」で「XZ-Θマッピング」を選択している場合、輝度又は照度測定を選択できます。

4-4-3. プローブ[照度]「測定の種類」で「XZ-Θマッピング」又は「照度マトリクス」を選択している場合、使用するプローブを選択できます。
4-4-4. ND フィルター「測定の種類」で「光度/配光測定」又は「全光束」を選択している場合、使用する減光フィルターを選択できます。

6

4-4-5. 使用電源
電源の初期化が終了している場合、使用する電源を選択できます。

4-4-6. スイープ設定
スイープ測定を行っている際に、印可値をゼロに戻すか
階段状に値を変動させるかを選択できます。

4-4-7. 印可方式
- 電流印加 / 電圧印加
測定時に電流を印加するか、電圧を印加するかの選択を任意に設定できます。
4-4-8. 電源駆動方式
電源の駆動方式を DC・1 パルス・連続パルスから選択してください。
* 1 パルスは分光器の露光と電源の 1 パルスを同期させる測定方法です。
4-4-9. 電源の結線

電源の結線方式を 2 線又は 4 線から選択できます。

4-4-10. 印可時間
- 印加時間測定時に、電流(電圧)を印加してから、分光器が露光を行うまでの遅延時間を設定できます。 (1 パルス測定時は無効)
4-4-11. 測定間隔
- 測定間隔スイープ測定などで、測定ごとの間隔時間を設定できます。
4-4-12. 温度コントロール
ペルチェを使用する測定(光度/配光又は全光束)且つペルチェの初期化が終了している
場合、温度コントロールを使用するかどうかを選択できます。
4-4-13. 設定温度
「温度コントロール」を使用する場合、その設定温度を設定できます。

7

4-4-14. さらし時間「温度コントロール」を使用する場合、その設定温度を設定できます。
設定温度に達してからのさらし時間を設定できます。
設定温度達成後、ここで設定したさらし時間後に測定は開始されます。

4-4-15.比視感度係数

比視感度係数を 2 度・10 度から選択することが出来ます
拡張無しは 380～780nm の係数、拡張は 360～830nm の係数をそれぞれ使用します。

4-4-16. 測定パターン測定が開始された時のソフトウェアの挙動を、
各種パターンから選択できます。
それぞれの測定パターンにおけるチャート図は付録を参考にしてください。

測定時に共通して使用されるパラメータです。
内容はそれぞれの測定パターン説明を参照してください。

8

4-4-16A. スナップ
任意の電圧/電流を印可して一回測定を行います。
照度マトリクスステージの場合は、任意座標を入力するダイアログが開きますので、座標を入力して 3D グラフに反映させてください。
4-4-16B. スイープ
任意設定下の、スイープ測定を行います。
- 開始電流(mA)
最初に印加される数値になります。
- 終了電流(mA)
この値までスイープ動作を繰り返し、測定終了となります。
- 刻み幅(mA)
スイープ動作の刻み幅を設定できます。
4-4-16C. 指定ポイント

刻み幅が一定ではないスイープ測定を行います。
- 印加電流(mA) 電圧(V)
表に入力された値が測定時の印加電流/電圧になります。
数値は電流印加の場合は mA 、電圧の場合は V として処理されます。
- 開く
CSV ファイルを読み込み、印加値に反映させます。

4-4-16D. 時間
任意の印加値を印加した被測定 LED を指定測定間隔ごとに測定し、終了時間経過後に終了します。
- 終了時間(分後)測定を開始してから、ここで設定した値後に測定を終了します。

9

4-4-16E. 時間&スイープ
初めに「エージング中パラメータ」の印加値が使用されます。
指定値を印加後、測定間隔ごとに測定が繰り返され、「待ち時間」に達したのちにスイープ測定を実行します。
スイープ測定時に使用される印加時間や測定間隔は共通パラメータから適用されますのでご注意ください。

4-4-16F. 温度スイープ
ペルチェを使用して温度スイープ測定を実施します。
温度は開始・刻み幅・終了値がそれぞれ指定できます。

4-4-16G. 配光特性
被測定物の配光特性を測定します。
印加電流/電圧
配光測定時に使用される電源のパラメータです。
- β角～
配光測定の際のβ角の始点・終点・刻み幅を設定する事ができます。
- θ角～配光測定の際のθ角の始点・終点・刻み幅を設定する事が出来ます。

10

4-4-16H. XZ マッピング
XZ ステージを使用して試料のマッピング測定を行います。
現在のステージ座標を X=0,Y=0 として、終点と刻み幅を入力してプロファイルを決定してください。
また、マッピング測定が開始される前のエージング中も測定間隔を入力して測定を行うことができます。

4-4-16I. Θマッピング
XZ ステージ側のΘステージを使用して試料の配光特性を測定します。
Θステージの開始位置と終了位置、刻み幅を入力してプロファイルを決定してください。

4-4-16J. XZ&Θマッピング
XZ-Θステージを自由に入力して測定を行います。
プロファイルは行ごとに移動します。
また、測定が開始される前のエージング中も測定間隔を入力して測定を行うことができます。

11

4-4-17. 共通設定
4-4-17A. 光量子束

光量子束を保存するかどうかを設定できます。

4-4-17B. 露光時間

初めに露光時間を決定する際の電源の印加設定を実施します。
A. 決定
設定を保存して終了します。
B. キャンセル
設定を保存しないで終了します。
C. 停止
分光スペクトルのオートスキャンを一時停止します。
もう一度押されるとスキャンを再開します。

D. 最大値
ご使用の分光装置で設定できる最大露光時間です。
E. 最小値
ご使用の分光装置で設定できる最小露光時間です。
F. 露光時間(ミリ秒)「最大値」と「最小値」の間で、露光時間を設定できます。
光の強度が小さい時は露光時間を大きく、強度が大きすぎる時は露光時間を小さくして下さい。
G. 自動調整, 閾値[%]露光時間を自動で調節する際にこのチェックボックスをオンにしてください。
分光器の Y 軸最大値の「閾値[%]」以上になるように露光時間を調節します。
*. 自動調節の範囲は最小値～6500 ミリ秒ですので、それで調整不可能な場合は「閾値」に到達しないことがあります。
H. モード「平均化」と「バースト」のモードを選択することが出来ます。
I. 平均回数 リミット (1-25)
1～25 回の中でアベレージング回数を設定できます。
測定を行う際に指定回数分測定を繰り返し、その平均値を返す事でノイズを除去します。
*√アベレージング回数 分のノイズを軽減する事ができます。
J. バースト回数
モードが「バースト」の時の、バースト回数を設定できます。

12

4-4-17C. ダーク測定
任意の設定下での暗電流を測定します。
実際の測定データから、暗電流を差し引く事により（自動で引きます）
正しいデータを得る事が出来ます。
＊暗電流を変動させる要因として
１．露光時間 / アベレージング回数を変更
２．温度の変動 などが挙げられます。
これらが変更された場合は必ずダーク測定を行ってください。
4-4-17D. 基準値測定
任意の角度での光度測定を行い、その値を１００％として配光特性を算出します。
*) この項目はデータタイプが「配光特性」の場合のみ、有効になります。
*) 基準値測定の時に印加される電流(電圧)値は、配光特性の設定項目で設定されている値となります。
4-4-17E. 電源リミット

電圧・電流のコンプライアンスリミットを設定できます。
電流印加時は、ここで設定した電圧リミットを越えないように、
電圧印加時は、ここで設定した電流リミットを越えないようにそれぞれ動作します。
*リミットが働いたときには正常に値が読み取れなくなります。

4-4-17F. パルス設定

A. メジャー・ディレイ時間
パルス発信後、電圧(電流)を読み取るまでのディレイ時間です。
パルスのオーバーシュートによる読み取り誤差を解消するために使用します。
B. ピリオド - パルス幅
このふたつの値でパルスを成形します（ピリオド 10 パルス幅 5 の時にデューティー比 50%のパルスが成形されます）
C. 積分時間
パルス発信後、メジャーディレイ時間を置いた後に電圧（電流）を読み取る積分時間になります。

13

4-4-17G. コンフィグ
ソフトウェアの動作に関する特殊な設定を行います。

A 測定終了時のお知らせ
測定終了後にビープ音で知らせるかどうかを設定できます。
また、ビープスピーカーとシステムアラートの音が選択できます。
B. グラフ Y 軸の表示項目
チャートの Y 軸に表示される値の形式を選択します。
C. データ保存「測定毎」が選択されている場合、複数回の測定時に、最後に測定を行った時のデータを「保存」
ボタンにより 任意のファイルへ保存することができます。
「一括」が選択されている場合、複数回の測定時に全てのデータをひとつのファイルで一括で保存することができます。
D. 補間刻み幅
保存する時の分光データの波長刻み幅を指定する事ができます。 *内部演算には使用されていません。
E.グラフ Y 軸
グラフの Y 軸の小数点以下桁数を設定できます。 (≦9)また、データが保存される際の桁数にも反映されます。
F. 値 – 光度
表示する光度値の小数点以下桁数を設定できます。(≦9)また、データが保存される際の桁数にも反映されます。
G. 値 - 放射強度表示する放射強度の小数点以下桁数を設定できます。(≦9)また、データが保存される際の桁数にも反映されます。
H. 物理量計算範囲
放射強度(放射輝度)を計算する波長範囲を選択することができます。
ここで選択した波長範囲は、表示・保存する分光波形にも関係します。
I. キャンセル
編集した内容を破棄してウィンドウを閉じます。
4-4-17H.
J.
決定 自己吸収測定/読み込み
編集した内容を反映してウィンドウを閉じます。

14

全光束測定においての自己吸収測定を実施します。
新たに測定する場合は「測定」既に測定したデータを読み込む場合は「開く」ボタンを押してください。
測定の場合、ガイダンスが表示されますので従って測定を行ってください。

4-4-17I. 校正
機器の強度校正を実施します。
使用する標準光源(又はランプ)とそのデータを用意してから測定を行ってください。

4-4-17J. 設定読込/保存

全ての設定の保存/読込を行います。

15

4-5. ステージコントローラ
自動ステージをコントロールするウィンドウを開きます。

4-5-1. 原点復帰
β.θ軸をそれぞれ原点復帰します。
4-5-2. 速度設定
ステージの速度を設定するウィンドウを開きます。

A. 最小速度
初速を設定する事ができます。
B. 最大速度
ピーク速度を設定する事が出来ます
C. 加速時間
最小速度から最大速度に達するまでの時間を設定できます。
D. 決定
設定値を適用します。
E. キャンセル
設定値をキャンセルします。
F. デフォルト
設定値をデフォルトに戻します。

4-5-3. β90 度
β軸を 90 度位置へ移動します。
4-5-4. β0 度
β軸を 0 度位置へ移動します。

16

4-5-5. ジョグ移動
ボタンによるステージの移動を行います。
ボタンを押している間、移動を続け、離されると止まります。

4-5-9. 現在位置
現在のステージの座標を表示します。
また、数値を編集することにより、任意の位置にステージを移動させることも可能です。

4-6. ステージコントローラ 2

XZ-Θステージ側のステージ動作を行います。
操作方法並びに機能としては 4-6 項と同一です。

17

4-7. xy グラフ
測定された色度 xy をプロットします。

カーソル

カーソルの位置へマウスポイントを移動するとマウスポイントの形状が二重線になります。
この位置でドラッグすることによりカーソルを任意位置に移動することができます。

色度図上の二つのカーソルで囲まれた「表示領域」を拡大して表示します。
表示領域
4-8. u'v'グラフ
測定された色度 u'v'をプロットします。

*グラフの操作方法については xy グラフの項を参照してください。

18

4-9. 演色性
測定結果から、演色性の値をプロットするウィンドウを表示します。
A. 演色性計算方法演色評価数
測定値- 測定・算出された相関色温度を元に
演色評価数を計算します。
手動 - 入力した「設定色温度」を元に
演色評価数を計算します。
B. 設定温度
演色評価数の計算方法が「手動設定」の場合
ここに入力された値を元に演色性を計算します。
C. Ra, R1～R15
測定・算出された演色評価数の値を表示します。

演色評価数を算出する際は、通常、対象試料の相関色温度から計算しますが、任意で色温度を設定して算出することができます。
(左図の設定の場合、4000K で計算を実施します)

4-10. 極座標グラフ

スケールコントローラ

画像保存

配光特性測定時に、角度ごとの値を示す極座標グラフを表示します。
A. スケールコントローラ
極座標グラフのスケール(強度)の表示範囲を設定できます。
B. 画像保存
任意の形式(*.bmp, *.jpg, *.png)で極座標グラフの画像を保存することが出来ます。

19

4-11. 配光特性 3D グラフ

配光特性測定時に、値を 3D で表示します。
A. プロットスタイル
任意の形式で 3D 表示を行うことが出来ます。
B. 透明度[%]グラフの透明度を指定できます。
C. 画像保存
任意の形式(*.bmp, *.jpg, *.png)で極座標グラフの画像を保存することが出来ます。

プロットスタイル

線

点

線と点

隠し線

表面

表面と線

表面と法線

等高線

曲面と等高線

透明度

透明度 0 %

透明度 50 %20

4-12. 測定プロファイル確認

現在、選択されている測定プロファイルを表示します。
コントローラ -> 測定開始 ボタンにて測定が開始されたときに、このプロファイルに沿って測定が実行されます。

4-13. 測定結果表示
各種測定結果を表示します。

4-14. IES ファイル作成ウィンドウ21

4-15. エラー表示

各機器のエラー情報を表示します。
情報は主に
1. 発生の有無
ランプが赤に点灯します。
2. エラーコード
左下図、「301」と表示されている部分です。
3. エラーの説明
左下図、「NOT_ABLE_TO_OPEN_DEVICE」と表示されている部分です。
簡単なエラーの説明が表示されます。
から構成されています。

22

付録1 : エラーコード[分光器]//ERROR LEVELSHARDWARE_ERROR_FROM_DRIVER

1

MEMORY_ERROR

2

DEVICE_ERROR

3

FUNCTION_CALL_NOT_CORRECTLY_DONE

4

FUNCTION_CALL_IGNORED

5#define FUNCTION_CALL_EXECUTED_WITH_DEFAULT_VALUE

6FUNCTION_CALL_EXECUTED_WITH_CORRECTED_VALUE7

WARNING_DACQ_CONTAINS_INVALID_PIXEL_DATA50

WARNING_SPECTRAL_DATA_LOST

51//LEVEL 1: DRIVER ERRORS NOT USED ON THIS LEVELDACQERROR_RAS_FIFOEMPTY

101

DACQERROR_TIMEOUT_RWS_NODATA

102

DACQERROR_SYNC_WORD1103

DACQERROR_SYNC_WORD2104

DACQERROR_WORD3XX

105

DACQERROR_SYNC_FIFI_NOTEMPTY106

DACQERROR_TIMEOUT_EOS_SCAN

107

DACQERROR_TIMEOUT_EOS_DUMMYSCAN108

DACQERROR_ADR_CONTROL109

DACQERROR_FIFO_FULL

110

DACQERROR_INTERRUPTS_NOT_SUCCESSFULL

111

DACQERROR_INTERRUPTS_ALLWAYS_SET112

DACQERROR_TIMEOUT_EXT_TRIGG

113

DRVERROR_COMMUNICATION_TIMEOUT

140

DRVERROR_COMMUNICATION_DATASTREAM

141

DRVERROR_DEVICE_REMOVED142

DRVERROR_SENSOR_NOT_AVAILABLE

143

DRVERROR_FEE_NOT_AVAILABLE

144

DRVERROR_FIFO_OVERFLOW

145

DRVERROR_COMMUNICATION_INCOMPLETE_DATA

146

DRVERROR_FIFOSIZE_INSUFFICIENT

147

DACQERROR_SENSORWORKMODE_NOTAVAILABLE

150

DACQERROR_WRONG_SENSOR_WORK_MODE

151

DACQERROR_IO_NOT_AVAILABLE

152

DRVERROR_FALSE_DRIVER_DATA_STRUCT153

DRVERROR_BURSTBUFFER_TO_SMALL

154

DRVERROR_DEVICE_IS_STOPPED155

DRVERROR_FIRMWARE_DONTSUPPORT_FUNCTION

156

DRVERROR_MEMORY_ALLOCATION

157

23

DRVERROR_BUFFER_OVERFLOW

158

DRVERROR_SPECTRA_NOTAVAILABLE

159

ERR_I2C_NOCONTROLLER

161

ERR_I2C_CONTROLLER_NOTINIT

162

ERR_I2C_CONTROLLER_BUSY

163

ERR_I2C_CONTROLLER_TRANSMISSION164

ERR_I2C_CONTROLLER_NOACKNOW165

ERR_I2C_PROGRAMMING_COMPARE

166

ISPERR_XFVBUFFER_TO_SMALL

171

ISPERR_PROGRAMMINGABORT

172// WARNINGSWARNING_FIFO_FULL

194

WARNING_FIFO_OVERFLOW195

WARNING_SPECBUFFER_OVERFLOW196

WARNING_GETSCANSYNCHRON_FIFO_NOT_EMPTY197

WARNING_ADC_UNDERFLOW198

WARNING_ADC_OVERFLOW

199//LEVEL 2
NOT_ABLE_TO_ALLOC_MEMORY201

NOT_ABLE_TO_FREE_MEMORY202

NOT_ABLE_TO_LOCK_MEMORY203

NOT_ABLE_TO_UNLOCK_MEMORY204

NOT_ABLE_TO_REALLOC_MEMORY205

NOT_ABLE_TO_RELOCK_MEMORY

206//LEVEL 3
NOT_ABLE_TO_OPEN_DEVICE301

NOT_ABLE_TO_CLOSE_DEVICE302

DEVICE_IO_NOT_SUCCESS303

CAN_NOT_CHANGE_COM_PORT_DEVICE_IS_ALLREADY_OPEN

304

NOT_ABLE_TO_OPEN_REGISTRY

305

I2C_PROTECTED_AREA

306

I2C_ERROR_WRITE_DATA

307

I2C_ERROR_READ_DATA

308

ACQ_THREAD_ERROR

309

FIRMWARE_OR_DRIVER_DONT_SUPPORT_FUNCTION310

LOADING_CONFIGURATION_FILE_FAILED

311

DEVICE_ID_MISMATCH

312

REQUEST_ACQ_EVENTS_FAILED

313//LEVEL 4
TIMEOUT_COMMAND401

NOT_ABLE_TO_CLOSE_SHUTTER

402

24

NOT_ABLE_TO_OPEN_SHUTTER403

NOT_ABLE_TO_TURN_ON_LAMP

404

NOT_ABLE_TO_TURN_OFF_LAMP

405//LEVEL 5
NO_MEMORY_ALLOCATED501

INVALID_MEMORY HANDLE

502

DEVICE_ALREADY_OPEN

503

DEVICE_NOT_OPEN504

INVALID_PARAMETER_VALUE

505

FUNCTION_NOT_AVAILABLE

506

DEVICE_NOT_INITIALIZED507

FUNCTION_ABORTED

508

FAILED_TO_LOAD_TLC_FILE

509

LINEARIZATION_FAILED510

DEVICE_NOT_AVAILABLE

511

MUX_FSM_COMMUNICATION_ERROR512

UNKNOWN_EEPROM_IMAGE_VERSION

513

DZA_CONFIG_ERR

514

ERR_GENERIC_PDETH_ERROR

515

UNKNOWN_LS_TYPE_FOUND

516

LIBRARY_NOT_INITIALIZED

517//ERROR INFOSINVALID_SENSORTYPE

801

INVALID_SENSORLENGTH802

INVALID_FEETYPE

803

INVALID_INTERFACETYPE

804

INVALID_SENSORWORKMODE805

INVALID_CHANNEL_ID

806

INVALID_MUX_MODE

807

INVALID_USE_OF_FUNCTION

808

NOT_IN_SEQ_MODUS

809

NOT_IN_SIM_MODUS

810

NOT_AVAILABLE_BY_MUX

811

NO_MUX_AVAILABLE

812

NOT_ABLE_TO_OPEN_COMPORT814

NOT_ABLE_TO_START_COMMUNICATION

815

INTTIME_FOR_ACQ_ADAPTED

816

INTTIME_FOR_DEL_ADAPTED

817

INVALID_INTERFACE_ID

818

FUNCTION_NOT_SUPPORTED

819

OS_NOT_WIN_NT

820

25

TRANSMISSIONSTD_IS_NOT_RS485SW

821

INVALID_OS

822

NOT_ABLE_TO_CREATE_EVENT

823

NO_OF_IF_NOT_SUPPORTED

824

INVALID_CONFIGURATION

825

INVALID_E2PROM_VALUE

826

INVALID_CHANNEL_NO

827

READING_E2PROM_INTERFACE

828

READING_E2PROM_FRONTEND

829

READING_E2PROM_MUX

830

INVALID_INDEX

831

LOCAL_ACCESS_ONLY

832

INVALID_SENSOR_ROWS

833

NOT_ABLE_TO_CREATE_HANDLE834

NOT_ABLE_TO_CREATE_THREAD

835

AVERAGING_VALUE_ADAPTED

836

FIRMWARE_IS_OBSOLETE

837

DEVICE_ARRIVAL_FAILED

838

DEVICE_NOTIFY_NOT_AVAILABLE

839

TOO_MANY_NOTIFY_SUBSCRIPTIONS

840

INVALID_FLAGS

841

INVALID_HANDLE

842

EEPROM_IMAGE_NOT_SUPPORTED

843

FILE_VERSION_NOT_SUPPORTED

844

READING_BOOT_E2PROM

845

UNKNOWN_IMAGE_VERSION

846

INVALID_PARAMETER_SIZE

847

LATCHMODE_NOT_SUPPORTED

848

NO_DEVICE_OPENED

850

FILE_NOT_FOUND

851

FILE_ACCESS_ERROR

852

INVALID_TLC_FILE

853

NO_TLC_FILE_AVAILABLE_FOR_SENSOR

854

LINEARIZATION_PIXELNUMBER_MISMATCH

855

NO_CHANNEL_MAPPED856

DZA_ERR_JUMPER_SETTINGS_ENABLED

857

DZA_ERR_STATUS_XXX

858

DZA_ERR_I2C_WRITE_OR_READ_FAILED

859

DZA_ERR_COOLING

860

MUX_FS_TIMEOUT_COMMAND

861

26

スナップ

SPECTRA CO-OP

スイープ

SPECTRA CO-OP

指定ポイント

SPECTRA CO-OP

時間

SPECTRA CO-OP

時間＆
スイープ
イ プ

SPECTRA CO-OP

温度スイープ

SPECTRA CO-OP

配光特性

SPECTRA CO-OPXZマッピング

SPECTRA CO-OPΘマッピング

SPECTRA CO-OP

XZ&Θマッピング

SPECTRA CO-OP