R

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（多摩化学工業株式会社）, 酸の純度（98％ TAMAPURE-AA-100）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（オルガノ㈱ PURELAB Ultra ）, 純度(比抵抗(25℃):18.2MΩ・cm ）3. 洗ビンの容器の材質： （PFA）
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （北斗電工株式会社 HZ-5000）
5. 電解槽の容積： 300mL
6. 電解槽の洗浄方法： （超純水で5回水洗）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）
9. 回転電極の試験電極部： Pt/C担持量（ 51 μg cm-2）, イオノマー担持量（0.05wt%を 25 μL cm-2）
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（数度に分けて担持 本研究会行事で開示済み）
11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： xx ℃, xx min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：（60℃，N2吹込後，①50mv/sで最初のCV測定後，②クリーニング，③CV測定を行う．
）
13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-I1

R

500rpm

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ
対流ボルタモグラム
1000rpm
1500rpm
2500rpm

電位E（V vs. RHE)

5mV s-1

Ag/AgCl基準

1. 触媒（○印） ：Ｄa. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 34.6 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（H2SO4）、濃度（0.5M）
6. 電解液量と温度： 液量（280mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ：Ｄa. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, Ｄ
b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ：Ｄ
a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)

GC棒：BAS R-2 （Φ２×100㎜）

FC-I2

R

500rpm

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ
対流ボルタモグラム
1000rpm
1500rpm
2500rpm

電位E（V vs. RHE)

5mV s-1

Ag/AgCl基準

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1,Ｄ
b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 53.5 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（H2SO4）、濃度（0.5M）
6. 電解液量と温度： 液量（280mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱Ｄ離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, Ｄ
b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ：Ｄ
a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
電位走査速度：5mV s-1, 50mV s-1（上図は5mV s-1）
GC棒：BAS R-2 （Φ２×100㎜）

FC-T1

R

500rpm

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ
対流ボルタモグラム
1000rpm
1500rpm
2500rpm

電位E（V vs. RHE)

5mV s-1

Ag/AgCl基準

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2,Ｄ
c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 13.3 ｍ2 g-1-(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（H2SO4）、濃度（0.5M）
6. 電解液量と温度： 液量（280mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ：Ｄa. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, Ｄ
b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ：Ｄ
a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
電位走査速度：5mV s-1, 50mV s-1（上図は5mV s-1）
GC棒：BAS R-2 （Φ２×100㎜）※ECSA(25℃）： 26.9 ㎡g-1－（Pt/C)

FC-J1

R

500rpm

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1000rpm
1500rpm
2500rpm

電位E（V vs. RHE)

5mV s-1

Ag/AgCl基準

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1,Ｄ
d. FC-J1
2-1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 28 ｍ g -(Pt/C)
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（H2SO4）、濃度（0.5M）
6. 電解液量と温度： 液量（280mL）, 温度（ 60 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ：Ｄa. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, Ｄ
b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ：Ｄ
a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ xx ℃ ）4. 電極回転速度： 任意（例えば500～3000 rpmの範囲で６種類の速度)
電位走査速度：5mV s-1, 50mV s-1（上図は5mV s-1）
GC棒：BAS R-2 （Φ２×100㎜）

R

共通触媒評価結果一覧
1000rpmの値で計算

ILCC =

IL × I
IL – I

触媒

MA ＠0.85V

MA @0.90V ECSA

FC-I1

0.048

0.0063

34.6

FC-I20.046

0.0070

53.5

FC-J1

0.050

0.006828.0

FC-T1 0.024

0.0040

13.3

カソーディック電位操作時： 5mVs-1