GeneralSpecifications

WW4302
水位計変換器WW4301 形水圧式水位計発信器や WW4471 形電波式水位計発信器からの水位信号を入力し、水位表示や BCD出力、アナログ出力、水位印字等を行うとともに、内蔵の不揮発性メモリに水位データを記録します。
内部に記録した水位データは、USB メモリを用いて簡単に回収可能です。
＜特長＞● WW4301 形水圧式水位計発信器の設置標高に応じた大気圧補正や設置箇所の重力加速度補正を行うことで、高精度な水位観測が可能です。
● 避雷素子を変換器に内蔵しているため、接続箱などの設置が不要で、省スペース化を実現しています。
また、避雷素子の交換は付属の専用工具を用いて容形易に行えます。
● 発信器の異常監視や避雷素子交換の作業性向上など、

名

WW4302

基 本 仕 様 コ ー ド 付 加 コード

仕様等- □□□ - □□□□ / □□□ 水位計変換器

徹底した保守機能強化により欠測時間を大幅に削減-A

電源入力；100 V AC

します。

-D

電源入力；12 V DC

● 国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠した BCD 出力を標準装備しています。また、関連製品の WP9601 形

水位入力；WW4301
または，WW4471 1 ch

10

カード読込プログラムを用いることで、WISEF デー-0

プリンタ；なし

タ変換も可能です。

-1

プリンタ；あり

＜付属品＞

品

名

1

BCD4 桁出力；
Photo-MOS 1 ch

2

BCD4 桁出力；
Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；
機械式リレー 1 ch

3

BCD4 桁出力；
Photo-MOS 1 ch
BCD5 桁出力；
機械式リレー 2 ch

数量

部品番号

ノイズフィルタ

1個

A1179MN

避雷素子交換用工具

2本

K5695KL

ﾋｭｰｽﾞ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）

2個

A1317EF-A□□-□□□□形

ﾋｭｰｽﾞ（2 A ﾀｲﾑﾗｸﾞ）

1個

A1317EF-D□□-□□□□形

記録紙2個K5695MJ-□□□-1□□□形

BCD4 桁出力端子台

1個

A2066JT/TM1 形BCD4 桁出力端子台用ケーブル 1 m

1本

K5642BQ/TM1 形0アナログ出力；なし

BCD4 桁出力コネクタ

1個

A1005JD/TM1 形を選択しない場合

1アナログ出力；
電圧 2 ch、電流 1 ch

BCD5 桁出力端子台

1個

A2067JT/TM2 形、/TM3 形

2

BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

アナログ出力；電圧 4 ch、電流 2 ch

1本

K5642DG/TM2 形、/TM3 形

A1006JD

BCD5 桁出力付きを選択したうえで、/TM2 形、/TM3 形を選択しない場合

BCD5 桁出力コネクタ*＜製品コード＞1個仕様・備考
フェライトコア

取扱説明書
1部－電源ケーブル、バッテリ接続ケーブルおよびアース線は付属しません。

0/TM1BCD4 桁出力用端子台、ケーブル 1 m 付/TM2

BCD5 桁出力用端子台、ケーブル 1 m 付/TM3

BCD5 桁出力用端子台、ケーブル 1 m 付

GS WW4302-00
2024.08 8 版

＜仕様＞
項目

内

容

適 合 発 信 器

WW4301 形水圧式水位計発信器
WW4471 形電波式水位計発信器

入数

1点示

モノクロ液晶 128×64 ドット、LED バックライト付き

力表
表示

内

容

日付、時刻、地点番号、現在水位、水位変化傾向、記録水位、機器状態

内

部

時

計

月差±30 秒以内（23±5℃のとき）

操作

キー

4 個、［MODE］、［▲］、［▼］、［ENTER］

動 作 モ ー ド連続

水位入力周期約1秒

水位処理（*1）

平均時

間BCD 出力信号（*2）

ア出ナ
力ロ
信グ号-□□□-□1□□形の場合：
BCD4 桁パリティ付×1 ch-□□□-□2□□形の場合：
BCD4 桁パリティ付×1 ch
BCD5 桁パリティ付×1 ch-□□□-□3□□形の場合：
BCD4 桁パリティ付×1 ch
BCD5 桁パリティ付×2 ch-□□□-□□1□形の場合：
電圧出力×2 ch、電流出力×1 ch-□□□-□□2□形の場合：
電圧出力×4 ch、電流出力×2 ch

フルスケールの±0.05 %以内（23±3 ℃）

アナログ出力
許容負荷抵抗0～10 mV
0～1 V
0～5 V
1～5 V
4～20 mA：100 kΩ以上：5 kΩ以上：5 kΩ以上：5 kΩ以上：550 Ω以下

内部記録内容

日付、時刻、水位（瞬間値または平均値）、機器状
態

記

1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間

期

第 2 記録周期なし／1／2／5／10／15／20／30 分／1／3 時間

デ ー タ 記内蔵不揮発メモリに 1 分記録周期のデータを約 1.35
年記録可能

録

データ回 収 用
インターフェース

USB2.0 対応メモリ（*4）

使用

環境－10～50℃、90％r.h.以下

使用

電源-A□□-□□□□形の場合：
100 V AC±10％，50／60 Hz-D□□-□□□□形の場合： 10.5～16.5 V DC

GS WW4302-00
2024.08 8 版

変内力

信号

4～20 mA DC

抵器
抗340 Ω以下換部

プ リ ン タ-□□□-1□□□形

印 字 方 式：感熱ラインドット方式
印 字 用 紙：専用感熱紙（用紙幅 約 58 mm、用紙長 約 26 m）
印 字 期 間：約 6.5 カ月（印字間隔 1 時間の場合）
印 字 内 容：年月日、時刻、水位データ、その他
印 字 周 期：なし／1／2／5／10／15／20／30 分／1／3／6 時間
第 2 印字周期：なし／1／2／5／10／15／20／30
分／1／3 時間
巻 取 り機 能：自動巻取り機能内蔵-A10-0100 形の場合：100 V AC、220 mA 以下※バッテリの充電電流を含まず-D10-0100 形の場合：12 V DC、190 mA 以下

移動平均の場合；20 秒／60 秒／300 秒／600 秒
区間平均の場合；5 秒／10 秒／15 秒

アナログ出力精度

周

24 V DC

入瞬間／移動平均／区間平均
大気圧補正、密度補正、重力加速度補正
およびゼロ点補正

アナログ出力ボード 1 枚につき(*3)
ch1：0～1／0～5／1～5 V のいずれか選択
ア ナ ロ グ
ch2：0～10 mV（出力内容は ch1 と同じ）
出 力 レ ン ジ ch3：0～1／0～5／1～5 V のいずれか選択
ch4：0～10 mV（出力内容は ch3 と同じ）
ch5：4～20 mA

録発信器供給電源

消費電流(*5)

選択仕様による加算値-A□□-□□□□形の場合：
BCD5 桁出力 1 ch につき 100 V AC、約 10 mA
アナログ出力 1 枚につき 100 V AC、約 30 mA
プリンタあり 100 V AC、約 30 mA
印字時 100 V AC、約 100 mA-D□□-□□□□形の場合：
BCD5 桁出力 1 ch につき 12 V DC、」約 20 mA
アナログ出力 1 枚につき 12 V DC、約 180 mA
プリンタあり 12 V DC，約 200 mA
印字時 12 V DC、約 1.3 A

絶 縁 抵 抗-A□□-□□□□形

AC 電源端子とアース端子間：
500 V DC、50 MΩ 以上※ 避雷素子を外した状態

絶 縁 耐 圧-A□□-□□□□形

AC 電源端子とアース端子間：1500 V AC、1 分間※ 避雷素子を外した状態

充電方式
充電
充電電圧
-A□□-□□□□形
最大充電電流塗外形

寸：定電圧充電方式：約 13.6 V DC
：約 0.6 A

色

前面・背面パネル ：マンセル値 5.2PB 8.2/1.0
その他の面：マンセル値 4.1PB 6.0/4.5

法

約 480（W）×149（H）×230（D）mm
プリンタなし（-D10-0100 形）約 2.7 kg
プリンタあり（-D10-1100 形）約 3.3 kg

質量

選択仕様による加算値
AC 電源仕様 ： 約 0.5 kg
機能追加： 約 0.9 kg（選択仕様により機能を追加した場合に加算）
BCD5 桁出力 ： 1 ch につき約 0.20 kg
アナログ出力 ： 1 枚につき約 0.14 kg* 1： 大気圧補正、密度補正、重力加速度補正は、WW4471 形電波式水位計発信器と接続する場合には使用しません。
* 2： 国土交通省電気通信仕様第 54 号に準拠
* 3： アナログ出力ボードの枚数は、-□□□-□□1□形は 1 枚、□□□-□□2□形は 2 枚となります。
* 4： USB メモリは別売りの推奨製品をご使用ください。また、SD カードを使用する場合には、推奨する USBメモリアダプタと SD カードをご使用ください。
* 5： 発信器への供給電源を含む。

２

＜保守品＞

品

名＜構成ブロック図＞
数量

部品番号

仕様・備考

■ WW4301 と接続する場合

避雷素子（AC 電源用）

1式

K5642BS-A□□-□□□□形※ 隔測距離が 100 m 以内の場合

避雷素子（DC 電源用）

1式

K5642BT-D□□-□□□□形

ヒューズ（2 A タイムラグ）

1個

A1317EF

記録紙1個

K5695MJ

名

部品番号

水圧式水位計発信器

WW4301

電波式水位計発信器

WW4471

屋外用端子盤

M-458

BCD4 桁出力端子台

A2066JT

仕様・備考

吉田電機工業株式会社製PXDS-40V3 ま た は 相 当品。K5642BQ と組み合わせて使用します。

K5642BQ

A2066JT と組み合わせて使用します。

BCD4 桁出力コネクタ

A1005JD

第一電子工業株式会社製57-30360 または相当品。

A2067JT

吉田電機工業株式会社製PXDS-50V3 ま た は 相 当品。K5642DG と組み合わせて使用します。

BCD5 桁出力端子台用ケーブル 1 m

WW4302形
水位計変換器

導線断面積0.2mm2WW4301形
水圧式水位計発信器

L1
最大100 m
導線断面積0.2mm2

L2
最大2,000 m
M-458形
屋外用端子盤

WW4302形
水位計変換器

導線断面積
0.5～2.0mm2

許容負荷抵抗240Ω

BCD4 桁出力端子台用ケーブル 1 m

BCD5 桁出力端子台

最大100 m

※ 隔測距離が 100 m を超える場合＜関 連 製 品＞
品

WW4301形
水圧式水位計発信器

K5642DG

A2067JT と組み合わせて使用します。

BCD5 桁出力コネクタ

A1006JD

第一電子工業株式会社製57-30500 または相当品。

USB メモリ

K5690PMUSB メモリアダプタ

K5690WW

避雷素子交換用工具

K5695KL

小型シール鉛蓄電池

M-313-01

12 V 7.2 Ah

小型シール鉛蓄電池

M-313-02

12 V 24 Ah

カード読込プログラム

WP9601

SD カード用■ WW4471 と接続する場合
WW4471形
電波式水位計発信器

L

WW4302形
水位計変換器

導線断面積
0.2～2.0mm2
許容負荷抵抗20Ω※ 破線部は本製品に含まれません＜参考＞導線断面積と適合発信器の隔測距離導線断面積

1 m あたりの導線抵抗

WW4301 形の最大隔測距離（L2）WW4471 形の最大隔測距離（L）

0.2 mm20.1Ω

1,000 m100 m

20.04Ω

2,000 m

250 m

0.5 mm＜外形図＞（単位：mm）＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

３

GS WW4302-00
2024.08 8 版