GeneralSpecifications

WM6001-A
IoT ステーション（AC 電源仕様）

IoT 多点観測システム

WM6001 形 IoT ステーションは、発信器からの信号を入力し、演算・統計処理を行い、それらの観測データをカメラ画像も含めて弊社クラウドサーバに送信する機器です。弊社
クラウドサーバは各地点の送信データを一括管理し、機器状態を監視します。収集したデータは見える化システム（関連製品）により、Web ブラウザで閲覧が可能です。
WM6001-A 形は AC 電源で動作し、常に指定された周期（1／2／3／5／10 分）で観測とデータ送信を行います。停電時はバッテリで動作し、安定した常時観測を提供します。また、水位計を接続している場合は、水位に合わせて観測・送信周期を切り替える省電力設定も可能です。
長年の河川観測の経験と実績を活かし、安定した観測が可能です。
＜特長＞● 水位計、雨量計、IP カメラを用途に合わせて組み合わせることが可能● AC 電源とバッテリにより安定した常時観測が可能● 水位に合わせて自動的に監視モードと観測モードを切り替える省電力設定も可能（1 日 1 回の死活監視でも、10 分ごとの観測データをまとめて送信）● 遠隔設定機能を搭載し、現地に赴くことなく観測開始水位や観測周期の変更が可能● 機器の小型軽量化を実現し、設置場所の制限が少なく設置が容易● 送信ボックスに通気フィルタをつけ、送信ボックス内部に大気圧を導入することで、水圧式水位計は大気圧の影● 不揮発性の内蔵メモリに 3 か月間以上の送信データを保存。複数の水位観測局のデータも 1 つの USB メモリで回収可能● USB メモリアダプタを用いて、SD カードへの保存も可能● パソコンなどの機材を用いず、内蔵された液晶画面に水位や機器状態を表示。現地での設定変更やメンテナンスに有効響を受けない安定した水位測定が可能＜製品コード＞形 名
基 本 仕 様 コ ー ド
付加仕様コード
WM6001 － A L □ □ － □ □ N N － □ N － A N － N N
NRNH
N N
W 1
R 1
R 2NC／SP0

仕様等

雨量計 ：接続なし
雨量計 ：接続あり
雨量計ヒータ ：接続なし
雨量計ヒータ ：接続あり
水位計 ：接続なし
水位計 ：水圧式
水位計 ：電波式（10 m）
水位計 ：電波式（20 m）
IP カメラ：なし
IP カメラ：あり
避雷器ボックス＊

運用には保守料が別途必要となりますので、関連製品の「WY6003 IoT 多点観測システム保守料」を合わせてご指定ください。

＊

通信 SIM の初期費用が別途必要になりますので、関連製品の「K5670GJ 通信 SIM 初期費」を合わせてご指定ください。

GS WM6001-01
2024.08 3 版

＜構成品＞＜仕品 名様＞

送信ボックス

数量仕様・備考

送信ボックス

1式

IP カメラ*2

1式－A□□□－□□□□－□□－Ａ□形－□□□□－□□□□－Ｃ□－□□形

電

屋外用 LAN ケーブル 3 m*31本－□□□□－□□□□－Ｃ□－□□形

消費

避雷ボックス*4

1式／SP0 形用

避雷ボックス間接続ケーブル 3 m*3

1本／SP0 形用
絶絶*1

付属品
1式---------*1 K5643BG 小型シール鉛蓄電池（12 V 24 Ah）を含む*2 IP カメラ取付金具を含む*3 3 m を超えるケーブルについては、注文時にご相談ください*4 電源用避雷器、ポール取付金具、ポール固定用ベルトを含む

＜付

属項

目

内

100 V AC±10％、50／60 Hz

電流

カメラなし 35 VA 以下
カメラあり 65 VA 以下（いずれも雨量計ヒータを除く）

縁

抵

抗

AC 電源端子とアース端子間；
50 MΩ以上（500 V DC）*1

縁耐圧

AC 電源端子とアース端子間；1500 V AC、1 分間 *1数

水位計 ；1 点（水圧式または電波式）
雨量計 ；1 点
IP カメラ ；1 点入力品＞

品 名

数量

部品番号

ヒューズ

1個

Q1001EF

ノイズフィルタ

1個

A1179MN

仕様・備考

測定

周期

常時観測モード*2；1／2／3／5／10 分
または監視モード（平常時）*3；10 分
観測モード（洪水時）*3；1／2／3／5／10 分

水位

処理

量

処理

移動平均（1 秒ごと、20 秒間の測定値から最大最小 2 データずつを除いた平均値）
オフセット補正、大気圧補正*4、重力加速度補正*4、密度補正*4
連続降水量、移動積算降水量、一雨雨量（降り終わり判断時間は任意に設定可能）

7.5 A
フェライトコア（水位計用）-□□□□-W1NN 形 または-□□□□-R□NN 形のみ付属

容源

フェライトコア（IP カメラ用）

ノイズフィルタ

1個

A1190MN

端子台接続用工具1個

K5695KL-□□□□-□□□□-C□形のみ付属----------

端末処理部品1式

K5643CP－□□R□形のみ付属

雨電流センサ

1個

K5643DU－□□RH 形のみ付属

送 信 デ ー タ

取扱説明書

1部

－識別番号、監視・観測時刻、水位、雨量、電源監
視データ、機器状態監視データ、静止画像

送期

常時観測モード*2 ；測定周期と同じ周期で送信*5
または監視モード（平常時）*3；
10 分／1／2／3／6／12／24 時間*5 *6
観測モード（洪水時）*3；
測定周期と同じ周期で送信

信VPN 回線、LTE Cat.1*7

正定期的に NITZ、または NTP サーバと同期＜保守---------信周

品＞

品 名

部品番号

小型シール鉛蓄電池

K5643BG

電源用避雷器K5643DR

電源用避雷器Q1002EZ

仕様・備考
12 V 24 Ah
コネクタ付きケーブル含む
送信ボックス用
避雷ボックス用
雨量計入力部用
水圧式水位計入力部用
電波式水位計入力部用*1

避雷素子K5643CM

通気フィルタ

K5695NW----------

ヒューズ

Q1001EF

定格 7.5 A*1 電波式水位計入力部用は 2 式使用＜関 連 製 品＞
品 名見える化システム

部品番号
WP6001

IoT 多点観測システム保守料

WY6003

IoT 水圧式水位計

WW6011

IoT 電波式水位計

WW6012

雨量計感部

WB0015

温水式雨雪量計感部

WB0017

通信 SIM 初期費

K5670GJ

U ボルト

*1

U ボルト

*1

USB メモリ

仕様・備考

K5601GY
K5601GZ

WP6001 一 般 仕 様 を 参 照 く だ さ い

ヒータ付きの場合-A□RH 形のみ接続可能-A□RH 形のみ接続可能時

JIS 80A 用（φ89.1 mm）
ナット付き（2 個）JIS 100A 用（φ114.3 mm）
ナット付き（2 個）観測ファイル回収用

刻補ロ ガ ー 機 能

3 か月間以上の送信データ（静止画像は 10 ファイル以上）を内部に保存

表示

モノクロ液晶 128×64 ドット
LED バックライト付き表示

内容

日付、時刻、水位、雨量、電源監視データ、機器
状態監視データ、設定値

操作

キー4 個（［MODE］、［∧］、［∨］、［ENTER］）

バッテリ

小型シール鉛蓄電池 12 V、24 Ah

バックアップ期間

10 分間隔の測定・送信で 72 時間以上*8

構

IP65

造

動 作 温 度 ・湿 度

-10～50℃、90％ r.h.以下（ただし、内部が結露しないこと）

使境-30～50℃*9

質本体；PC＋ABS 樹脂
取付金具 ；SUS304

色

マンセル値 5Y7/1

法

約 400（W）×500（H）×200（D）mm（取付金具を除く）

量

約 18.5 kg

用環材
本外K5690PM
USB メモリアダプタ
K5690WW SD カード用
*1 標準は JIS 50 A 用の U ボルト、ナットが付属しています。JIS80 A／JIS 100 A の円柱ポールに接続する際にご注文ください。

GS WM6001-01
2024.08 3 版

通質体形

寸

*1 避雷器を外した状態*2 水位に関わらず常に設定した間隔で観測・送信を行います。
*3 水位が観測開始水位を超えた場合は、監視モードから観測モードに遷移します。観測モード時の送信周期、および観測開始水位はクラウドサーバから設定変更が可能です。

２

*4 IoT 水圧式水位計のみ有効です。
*5 送信周期の起点となる時刻を任意に変更可能です。
*6 監視モード中の測定周期ごとの観測データを、次回送信時に一括送します。
*7 (株) NTT ドコモの回線を使用します。
*8 雨量計ヒータのバックアップは行いません。
*9 動作温度範囲外での動作を保証するものではありません。

IP カメラ*1
項目解像度電源
赤 外 線 照 明
構造
動 作 温 度使 用 環 境重量

内避雷器ボックス*1
項目内規格
公称放電電流最大放電電流構
造
動 作 温 度使 用 環 境材
質

容1,280×720（HD）
PoE
照射距離 約 20 m
IP66
-20～50℃-30～50℃*2
約 0.5 kg（取付金具を除く）*1 カメラの構造上、夜間撮影時の赤外線照明の反射状況により画像が白く曇ることがあります。
*2 動作温度範囲外での動作を保証するものではありません。

本
外重体形

寸色法
量

容

JIS C5381-11 クラスⅡ
5 kA（8/20µs 波形）
10 kA（8/20µs 波形）
IP65-20～50℃-30～50℃*2
本体； グラスファイバー入り
ポリカーボネート
取付金具 ； SUS304
ライトグレー
約 210（W）×210（H）×130（D）mm（取付金具を除く）
約 1.5 kg（取付金具を除く）*1 送信ボックス内にも電源用避雷器を内蔵しています。電力引込設備に避雷装置がない場合や、公称放電電流 2.5 kA（8／20µs波形）以上の耐雷性能が必要な場合に使用を推奨します。
*2 動作温度範囲外での動作を保証するものではありません。

＜システム構成図＞

３

GS WM6001-01
2024.08 3 版

＜外形図＞（単位：mm）

送信ボックスIP カメラ

外部避雷器ボックス＜使用上の注意＞‧ 本製品は本来の用途以外で使用した場合のいかなる事故や損害についても責任を負いかねます。
‧ 本書の記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
‧ 本書で使用されている会社名･商品名は各社の登録商標または商標です。
‧ 本書の各社の登録商標または商標には、（TM）マークや（R）マークは表示していません。
‧ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一誤記等お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

GS WM6001-01
2024.08 3 版

４