【1】 安全に関する項目〜ご使用の前に必ずお読みください〜
このたびはディジタルクランプメータDCM-22AD型をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、取扱説明書は製品と一緒にして大切に保管してください。
4 4 4
4 4
本文中の“ 警告”および“ 注意”の記載事項は、やけどや感電などの人身事故防止のため必ずお守りください。
1-1 警告マークなどの記号説明
本器および『取扱説明書』に使用されている記号と意味について安全に使用するための特に重要な事項を示します。
4 4 4
4 4
・警告文はやけどや感電などの人身事故を防止するためのものです。
・注意文は本器を壊すおそれのあるお取り扱いについての注意文です。

1-2

安全測定のための警告文
警4MAX500 V
ONOFF

直流交流
抵抗ブザー（導通）
最大許容入力電圧500 V
電源オン（入）電源オフ（切）44

告保証書

4下記の項目は、やけど や感電 などの人身事故を防止するためのものです。取扱説明書の記載内容とともにかならずお守りください。
ご氏名

1. 本器は低電圧用のクランプメータですから600 V 以下の電路で使用すること。600 Vを超える電路での測定は、感電事故や本器を損傷するおそれがあるので絶対に避けること。

ご住所

保証期間

5. テストリードを使用する機種（クランプメータ）では…

ご購入日
年
月より 3 年間
（製品の確度については1年間）

・指定の型式のテストリードを使用すること。
・テスト棒、コードに損傷のあるものは使用しないこと。

6. ケースまたは電池ぶたをはずした状態では使用しないこと。
7. 測定中は他のファンクションまたは他のレンジに切り換えないこと。

DCM-22AD
デジタルクランプメータ

13. 屋内で使用すること。

【3】各部の名称
注

3-1

意

1. パ ネ ル 、 ケ ー ス な ど は 揮 発 性 溶 剤 に 弱 い た め 、 シ ン ナ ー やアルコールなどで拭かないこと。お手入れは乾いた布などで軽く拭き取ること。
2. パネル、ケースなどは熱に弱いため、熱を発するもの（はんだこてなど）の近くに置かないこと。
3. 振動の多い所や落下のおそれがある所には保管しないこと。
4. 直射日光下や高温または低温、多湿、結露のある場所では保管しないこと。
5. 長期間使用されない場合は内蔵電池を必ず抜くこと。
以上の注意項目を守り、環境の良い場所（6-1に保管してください。
1-4

3-2

表示器

AC/DC 400 A（5 秒間）

AC 20 A，200 A

AC/DC 400 A（5 秒間）

DCV及びACV

AC/DC 750 V（5 秒間）

kΩ及び

AC/DC 300 V（5 秒間）

テストピン（赤黒）

測定準備と終了のしかた

5-4

① 準 備
・テストリードの黒プラグを（−）入力端子に、テストリードの赤プラグを（＋）入力端子に差し込みます。
・電源スイッチつまみをON側に切り換えます。
注 意 表示器にDHマークが表示されているときには、データホールドボタンを押して、そのマークを消してください。
② 終 了
・電源スイッチつまみをOFF側に切り換えます。
・テストリードを入力端子より抜き取ります。
注 意 保管時には、ファンクション切り換えスイッチをDCVまたはACV位置に切り換えてください。
5-3

内蔵電池の交換

警告

入力端子に入力が加わった状態で電池ぶたを外すと、感電のおそれがあります。
必ず入力が加わっていないことを確認してから作業を行うこと。
電池が消耗し、表示器に“B”マークが表示されたら、次の方法で電池を交換します。
① 電池ぶたを印方向に押して外します。
② 電池を2個とも同形の電池R03（単4形）と交換します。
③ 電池ぶたをもとどおり閉じます。
注 意 本器の回路部品を損傷する恐れがありますので、電池交換の際、その（＋）（ −）の極性を絶対に間違えて挿入しないでください。

注

警
注

告
意

表示の読取りづらい場所ではデータホールド（DH）機能をご利用ください。

5-4-1 直流電流（DCA）
最大測定電流 DC 200 A
1）測定対象自動車の電装回路の電流や直流機器の消費電流を測ります。
2）測定レンジ
20 A/200 A（2レンジ）
3）測定方法①電源スイッチつまみをON側にします。
②ファンクション切り換えつまみを測定電流の大きさに応じ、“DC20 A”または“DC 200 A”レンジに合わせます。
③O調整つまみを回して表示を 000 に合わせます。
④指かけを押し、鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入します。
⑤指かけから指を離し、鉄心を完全に閉じます。
⑥表示器の表示値を読取ります。
⑦指かけを押し、鉄心を開き被測定導体から外します。
⑧電源スイッチつまみをOFF側にします。

注意① DCAレンジは表示が変り易いので測定前に、O 調整つまみでゼロ合わせ 000 をしてください。
② 被測定電流の向きを電流方向マークと一致させてください。逆向き
では極性表示“−”が表示されます。
③ 本器の姿勢を変えると、地磁気の影響で表示がわずかに変動することがあります。

測定端子からの電圧と、クランプ部からの電流の同時入力はしな
いこと。

○指かけ
指かけを押すことにより、鉄心の先端が開きます。

③抵抗（kΩ）
測定警

告

電流方向マーク

被測定導体→方向

電流④⑤⑦

5-4-2 交流電流（ACA〜）
最大測定電流 AC 200 A
1）測定対象家電機器の消費電流、電源設備の電流など、周波数 40 〜 400 Hz の正弦波交流の測定に用います。
2）測定レンジ
20 A/200 A（2 レンジ）3）測定方法①電源スイッチつまみをON 側にします。
②ファンクション切り換えつまみを測定電流の大きさに応じ、“AC20 A”または“AC 200 A”レンジに合わせます。
③指かけを押し、鉄心を開き、被測定導体を鉄心中央に挿入します。
④指かけから指を離し、鉄心を完全に閉じます。
⑤表示器の表示値を読取ります。
⑥指かけを押し、鉄心を開き、被測定導体から外します。
⑦電源スイッチをOFF側にします。
メモ 1 AC 20 Aレンジに於て、被測定電被測定導体電流方向マーク
流が0のときでも表示が 000 とならず、最下位桁に数字が1〜2でることがありますが、故障で③④①, ⑦はありません。
⑥②
メモ 2 ACAレンジでは、ゼロ調整（OADJ）はできません。
メモ 3 電流方向マークは電流の位相を⑤問題とするとき以外は無視してください。

注

意

正弦波交流以外では誤差を生じます。
周波数40〜400 Hzの範囲外では誤差を生じます。
4）アタッチメントを使っての電流（交流）測定
家電製品など 2心コードに流れる電流は、直接クランプメータでは測定ができません。
クランプメータで電流測定できるように、電路を分離するアタッチ
メントがラインセパレータ（LS11型：別売）です。
コンセント

電気器具

LS11
③②

①,⑧⑥

電圧の加わっている部分の抵抗測定はできませんし、本器を焼損する恐れがあります。
1）測定対象抵抗器や回路の抵抗を測ります。
2）測定レンジ
2〜2000 kΩまでの4レンジ⑥3）測定方法②, ⑦①テストリードの赤プラグを＋入力③端子に、テストリードの黒プラ④グを−入力端子に差し込みます。
②電源スイッチつまみをON側にします。
①③ファンクションスイッチを kΩ に⑤設定します。
④被測定物に赤黒のテストピンを⑥それぞれあてて測定します。
〔抵抗の測定〕⑤表示器の表示値を読取ります。
⑥測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。
⑦電源スイッチつまみを OFF 側にします。
メモ 1 入力端子間の開放電圧は約 0.43 Vです。
メモ 2 テストピンに指を触れて測定すると、人体の抵抗の影響を受け誤差を生じます。
メモ 3 入力端子間をショートしたときの表示が 000 とならず、最下位桁に数字が 1〜5残りますが故障ではありません。
メモ 4 高抵抗測定時、外部誘導により、表示値が変動する場合があります。
5-7導通（）テスト警

告

電圧の加わっている部分の導通テストはできませんし、本器を焼損する恐れがあります。
1）使用対象配線の導通確認や選定に用います。
2）使用方法
①テストリードの赤プラグを＋入力②, ⑦端子に、テストリードの黒プラグ③を−入力端子に差し込みます。
⑥②電源スイッチつまみをON側にします。
③ファンクションスイッチをに①⑤設定します。
④④被測定回路に赤黒のテストピンをそれぞれあててテストします。
⑤被測定回路の抵抗が約 400 〜 600⑥ 〔導通チェック〕Ω 以下でブザーが発音します。
⑥測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。
⑦電源スイッチつまみを OFF 側にします。
メモ 入力端子間の開放電圧は約 0.43 V です。

【6】仕様
6-1

ACプラグ（A）感度が10倍になるので、表示を1/10倍して読取る

DCM-22AD（AC 20 Aレンジ）

6-3

一般仕様

・動作方式
・表示器

：二重積分方式：3 1/2 桁液晶表示器 文字高12.5 mm
最大 1999 カウント
・レンジ切り換え：オート（自動）切り換え
・オーバ表示：最上位桁“1”が点滅（ACV. DCV 除く）
・極性表示：逆極性のときのみ“−”表示
・サンプルレート：2回/秒
・データホールド表示 ：“DH”マークを表示
・電池消耗表示：“B”マークを点灯
・使用回路電圧：DC. AC共に600 V以下
・耐電圧：鉄心〜リヤケース間 AC 2000 V
・確度保証温湿度範囲 ：18〜28 ℃ 80 ％ RH以下 結露のないこと
・使用温湿度範囲： 0 〜50 ℃ 80 ％ RH以下 結露のないこと
・保管温湿度範囲：− 10〜＋ 60 ℃ 70 ％ RH以下
結露のないこと
・最大クランプ導体径 ：φ23 mm
・電源（内蔵電池）：単4（R03）2本
出荷時の電池について ：工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。

・消費電力
・使用時間・寸法・質量・付属品：最大30 mW（DC/AC 200 Aレンジにて）：DC/AC 200 Aレンジにて連続約48時間：179×56×26.5 mm 約 140 g： 携帯ケース（1）、テストリードTL-61（1）、取扱説明書（1）6-2 別売付属品
・交換用テストリード（1 組）TL-61型
・ラインセパレータ LS11型

でる⑤ファンクションスイッチをkΩに 設 定します 。

そのまま使用せず、修理を依頼してください。

⑥

赤 、黒 の テ ストピンをショートします 。

⑦

表示器の表示は0.001 kΩ以下となっていますか？

テストリードを交 換してやり直してみても不具合な場合は修理を依頼してください。
なっていないなっている

電 源スイッチつまみをO N にします 。

正常です。
点検は終了です。

テストリードを交換して、⑥からやり直してください。

③⑤①④, ⑦（B）そのまま直接読取る

5-6

壊れている

1 . 電 池の消 耗（電池交換する）
2. 故障（修理依頼する）②① 誤差を生じますから鉄心先端は完全に閉じてください。
② 本器を大電流の流れている導体に近づけたり、強磁界の場所に置くと、被測定導体をクランプしなくても、電流値を表示することがあります。
（誤差を生じる）（誤）③ 被測定導体は1本のみクランプしてください。
2 本以上クランプすると正しい測定は（正）できません。
2本以上の電線のクランプ方法

意

赤プラグを“＋”端 子に差し込みます。

でない表示がでますか？

ピンプラグ（赤黒）

感電防止のため、テストリードは入力端子から必ず外してください。

モ

②④⑥

電流（A）
測定

メ

黒プラグを“－”端 子に差し込みます。

（赤）
（黒）

5-2

①

○電源スイッチつまみ
つまみ位置が ON側で電源が入り、OFF側で電源が切れます。

○オーバー表示（“ 1 ”の点滅表示）
測定範囲を超えた入力があると、表示器の最上位桁“1”が点滅します。危険ですから測定を中止し、測定レンジを確認してください。
（ただし、kΩ、 の各ファンクションは除く）

テストリード（赤黒）ツバ

壊れていないテストリードの断線確認○データホールド（DATA HOLD）ボタン
このボタンを押すと表示器の左方に“DH ” が表示され、その時点のデータ表示を継続し、測定入力が変動しても表示値は変動しません。再びこのボタンを押すと“DH”が消え、ホールド状態が解除され、測定状態に戻ります。

電池ぶた

2-1 用 途
本器は低電圧の小、中容量電路の測定に設計された、直流、交流用の小形ディジタルクランプメータです。電気機器や自動車各部の直流電流の測定、家電機器や電源設備の交流電流の測定に適します。
また、多機能タイプですから一般の回路計と同等の測定が可能です。

点検スタート本体およびテストリードの外観は破損していませんか？

、 kΩ の 機 能告

1. 使用前にかならず始業点検を行うこと。
2. 本 体 お よ び テ ス ト リ ー ド が 傷 ん で い た り、 壊 れ て い る 場 合は 使用しないこと。
3. テストリードが切れたりしていないことを確認すること。
4. 電 源 ス イ ッ チ を O N し た と き 、 電 池 消 耗 警 告 表 示 が 点 灯 して い な い こ と を 確 認 す る こ と。 点 灯 し て い る と き は、 新 しい電池と交換すること。

【4】機能説明○ファンクション切り換えつまみ
このつまみを回しDCA、ACA、DCV、ACV、（ファンクション）を選択します。

【2】用途と特長

2-2 特 長・直流および交流の電流測定ができる。
・直流電圧、交流電圧、抵抗ともに4レンジずつ装備しています。
・データホールド機能付きです。

単位（レンジに連動）
最下位桁
小数点（レンジに連動）
最上位桁

交流レンジ表示（AC）
極性表示（−）

リヤケース止めねじ始業点検

警

データホールドボタン

手かけバンドDC 20 A，200 A5-1

O 調整つまみ（OADJ）
電源スイッチつまみ（＋）入力端子（−）入力端子以上

修理内容をご記入ください。

【5】測定方法

電流方向マーク
指かけ
ファンクション切り換えつまみ

日09-1811 2040 2040

電池消耗表示（B）

鉄心

月※無償の認定は当社において行わせていただきます。

データホールド表示（DH）

最大過負荷保護入力値
最大過負荷保護入力値

年表示器

本体・テストリード一般仕様の項参照）

ファンクション（レンジ）This warranty is valid only within Japan.

Dempa Bldg., 4-4 Sotokanda 2-Chome, Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan

植物油インキを使用しています。

ます。但し、保証期間内であっても下記の場合には保証の対象外とさせていただきます。

5. その他、弊社の責任ではないとみなされる故障
6. 本保証書は、日本国内において有効です。

本社=東京都千代田区外神田2−4−4･電波ビル
郵便番号=101-0021･電話=東京（03）3253−4871㈹大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西2−7−2
郵便番号=556-0003･電話=大阪（06）6631−7361㈹12. 正弦波交流以外の歪んだ波形の交流測定では、表示値が小さく表示されるので過負荷状態とならないよう注意すること。

保証期間内に正常な使用状態のもとで、万一故障が発生した場合には無償で修理いたし

2. 弊社以外による不当な修理や改造に起因する故障
3. 天災などの不可抗力による故障や損傷、および故障や損傷の原因が本計器以外の事由による場合
4. お買上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷

INSTRUCTION MANUAL

11. 年1回以 上の点検をかならず行うこと。

保証規定

1. 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い（保管状態を含む）または使用による故障取扱説明書

9. 本器または手が水などで濡れた状態での使用はしないこと。

本社=東京都千代田区外神田2－4－4・電波ビル
郵便番号=101-0021・電話=東京（03）3253－4871（代）

記

DIGITAL CLAMP METER

8. 測定ごとのレンジ確認およびファンクションの確認を確実に行うこと。

保管上の注意この製品は厳密なる品質管理を経てお届けするものです。
本保証書は所定項目をご記入の上保管していただき、アフターサービスの際ご提出ください。
※本保証書は再発行はいたしませんので大切に保管してください。

TEL

4. 本器に損傷がある場合は使用しないこと。

10. 電池交換およびヒューズ交換をのぞく修理、改造は行わないこと。

1-3

DCM-22AD

名製造No.

3. 最大入力値を超える信号は入力しないこと。

・測定中はテスト棒のつばより先のテストピン側を持たないこと。

ここに掲載した製品の仕様や外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

型様

2. AC 33 Vrms（46.7 V peak）またはDC 70 V 以上の電圧は人体に危険ですので注意すること。

高電圧が印可されることがあり危険なため触らないでください。
DC（ ）
AC（〜）
kΩ

4

測定範囲および確度（確度保証範囲 18 〜 28 ℃
レ

直流電流
DCA

20、200±（2 ％rdg＋2dgt）

交流電流
ACA～

20、200±（2 ％rdg＋5dgt）

直流電圧
DCV

2、20、200、500±（1.5 ％rdg＋2dgt）

交流電圧
ACV～

2、20、200、500±（2 ％rdg＋5dgt）

・レンジ切り換え：自動・入 力 抵 抗：約10 MΩ
・ACVは40～500 Hzの正弦波交流（2 Vレンジは50 Hz、60 Hz）

2、20、200、2000±（2 ％rdg＋5dgt）

・開放電圧：約0.43 V

抗kΩ

導通テスト

ジ確度

結露 のないこと）ファンクション

抵ン

80 ％ RH以下

備考

・被測定導体を鉄心中央にクランプする
・DCAは0調整後とする・ACAは40～400 Hzの正弦波交流

・開放電圧：約0.43 V

約400～600 Ω以下でブザーが鳴る

rdg : reading

dgt : digits◎確度の計算方法（例：DC 20 A レンジの場合）
真値が11.00 Aだったとします。これは1100dgtに相当します。
DC 20 Aレンジの確度は±（2 ％ rdg＋2dgt）ですから確度＝ ±（2 ％ ×1100dgt＋2dgt）＝± 24 dgt±0.24 Aよって測定値は11.00 A±0.24 A（10.76 A〜11.24 A）の範囲内にあるということです。

【7】保守管理について警告1. 安全上、本説明書をよく理解して管理を行ってください。
2. 安全と確度の維持のために 1 年に 1 回以上は校正、点検を実施してください。
7-1 保守点検
5−1を参照してください。
1）外観：落下などにより、外観が壊れていないか？
2）テストリード：コードが傷み芯線が露出していないか？棒の部分が折れていないか？
以上に該当する場合は使用を中止し、修理または新しいものと交換してください。
7-2 校正校正、点検は製造元でも行えます。詳細については製造元にお問い合わせください。

5-5電圧（V）
測定

警

告

1. 最大定格入力電圧 500 Vを超えた入力信号を加えないこと。
最大定格入力の 500 V を超えても、 オーバー表示（最上位桁の“1”の点滅）をしませんが、定格以上ですと回路部品が焼損したりして危険です。
2. 測定中はファンクションスイッチを切り換えないこと。
3. 測定中はテストリードのつばよりテストピン側を持たないこと。
4. 感電の危険があるので電池ぶたを外して測定しないこと。
5-5-1 直流電圧（DCV）
最大定格入力電圧 DC 500 V
1）測定対象電池やバッテリーの電圧、電子回路の直流電圧測定に用います。
2）測定レンジ⑥2 V〜500 Vまでの4レンジ
3）測定方法④赤①テストリードの赤プラグを＋入③
力端子にテストリードの黒プラ②, ⑦グを−入力端子に差し込みます。
④黒②電源スイッチつまみをON側にし⑤ます。
③ファンクションスイッチを DCV⑥〔直流電圧の測定〕に設定します。
④被測定回路のマイナス電位側に黒色のテストピンを、プラス電位側に赤色のテストピンを負荷と並列に接触させます。
⑤表示器の表示値を読取ります。
⑥測定後は被測定回路から赤黒のテストピンをはずします。
⑦電源スイッチつまみをOFF側にします。
5-5-2 交流電圧（ACV〜）
最大定格入力電圧 AC 500 V
1）測定対象
電灯線電圧などの正弦波交流電圧を測ります。
2）測定レンジ
2 V〜500 Vまでの4レンジ②, ⑦コンセント ⑥3）測定方法③①テストリードの赤プラグを＋入力端子にテストリードの黒プラ①⑤グを−入力端子に差し込みます。
④②電源スイッチつまみをON側にし⑥ます。
〔交流電圧の測定〕③ファンクションスイッチを ACVに設定します。
④被測定回路に赤黒のテストピンを負荷と並列に接触します。
⑤表示器の表示値を読取ります。
⑥測定後は被測定物から赤黒のテストピンをはずします。
⑦電源スイッチつまみをOFF側にします。
メモ 1 正弦波以外の測定波形では表示値に誤差を生じます。
メモ 2 確度保証周波数範囲は40 Hz〜500 Hzです。
メモ 3 測定端子間をショートしても表示が000 とならず、最下位桁に数字が1〜2でることがあります。
また、被測定電圧が 2 V 以下になると、表示が不安定となることがありますが、いずれも本器の故障ではありません。

【8】アフターサービスについて
8-1 保証期間について
本製品の保証期間は、お買い上げの日より 3年間です。
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。
また、製品本体の確度は 1 年保証、製品付属の電池、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。
8-2 修理について
1）修理依頼の前に次の項目をご確認ください。
・内蔵電池の容量はありますか？ 装着の極性は正しいですか？
・テストリードは断線していませんか？
2）保証期間中の修理・保証書の記載内容によって修理させていただきます。
3）保証期間経過後の修理・修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていただきます。
・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので事前にお問い合わせください。
・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 6 年間です。補修用性能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。購買部品の入手が不可能になった場合、保有期間が短くなる場合もありますのでお含みおきください。
4）修理品の送り先
・製品の安全輸送のため十分クッションを詰めてテストリードも一緒にお送りください。
・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
・輸送にかかる往復送料はお客様のご負担とさせていただきます。
［送り先］ 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課〒 205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15
TEL（042）554-0113／FAX（042）555-9046
8-3

お問い合わせ本社：TEL（03）3253-4871 ／ FAX（03）3251-7022
大阪営業所 ：TEL（06）6631-7361 ／ FAX（06）6644-3249
製品についての問い合わせ： 0120-51-3930
受付時間 9:30 〜 12:00 13:00 〜 17:00（土日祭日および弊社休日を除く）
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.sanwa-meter.co.jp