本体仕様

ソ フト 仕 様
ＡＥ信号 １チャネル
入力インピーダンス75Ω
プリアンプ用の+15V電源供給
ゲイン
30dB or 50dB or 70dB
測定周波数範囲 20k〜100kHz
サンプリング点数 1024 or 2048点
A/D変換
16bit/w
電圧±５V
インピーダンス
51Ω
STNカラー液晶（240×320ドット）
・表示
バックライト付き
外部メモリ
ＣＦカード
ＣＦカード
カードスロット
TYPE Ⅰ／TYPE Ⅱ（3.3V仕様）
専用充電池パック
バッテリー駆動
３時間以上（バックライト未使用時）
AC駆動
オプションのACアダプタ使用
外形寸法
97（W）
×50（D）
×170（H）mm
使用温度範囲
０〜５０℃（90%RH、非結露）
保存温度範囲−１０〜６０℃（90%RH、非結露）
約550g（充電池パック装着時）
防塵防滴構造 IP66
（本体のみ）
入力信号

計測部

出力部
表示部
メモリ

電源サイズ
温度質量
保護構造

セ ン サ ユ ニ ット MK-9406 仕 様
材質
形状
サイズ
タイプ

筐体

センサ

受信感度

測定
診断参照
検索

デ ー タ 管 理 ソ フト 仕 様● ソフト 機 能 仕 様

表示・出力

データ機能

設備管理
ＡＥ波形データ

40±1dB（200kHzにて）100k〜1MHz（-3dB）−２０〜８０℃（90%RH、非結露）−２０〜８０℃（90%RH、非結露）約270g
防塵・防滴構造ではありません

ゲイン
周波数帯域
使用温度範囲
保存温度範囲温度
質量
保護構造

ＡＥ波形グラフ表示
周波数解析グラフ表示
放電成分値 傾向管理グラフ表示
放電成分値 相互比較グラフ表示
診断報告書発行（エクセル表示・保存、印刷）
各グラフ印刷ブロック・設備№・測定箇所名管理
測定条件・警報レベル管理
機器仕様・診断条件管理
点検ルート・スケジュール管理
機器保守記録
エクセルからの設定項目コンバート機能
警報レベル自動演算機能

最大10,000件
最大30,000件

パソコン
ＯＳ
プリンタ

電力設備の絶縁劣化を活線状態で診断
活線状態の電力ケーブル端末部・接続部、開閉器などに専用センサを押し当て、測定ボタンを押すだけで部分放電に伴うＡＥを計測・解析し、絶縁劣化状態の指標となる結果表示を行います。
部分放電状態を視覚化・数値化

現場測定対応のポータブル性能

部分放電によるAEは電源位相に同期して強弱を示●小型・軽量で柱上やマンホール内の測定に対応すため、商用周波数の２倍周期で顕著に現れます。
これを明示化することで、診断を行います 特許技術

●動作環境

※接触法によるプリアンプ

ワンタッチ測定、スポット測定、解析測定（連続測定機能含む）
診断測定各設定表示、共通環境設定、ID一覧表示
スポットデータ一覧表示、放電成分値トレンド表示、AE波形表示●デ ータ管 理 件 数

樹脂（ROA）
絶縁手袋で握りやすい形状
235（W)×30（D)×29（H）mm
共振型AEセンサ
共振周波数において75±3dB（０ｄB=１V／(m/s)）

AE絶縁劣化診断装置

本 体 ソ フト 仕 様

ＰＣ/ＡＴ１００％互換機
CPU, RAM：OS推奨スペック以上
Windows® 2000,XP,Vista,7Ｗｉｎｄｏｗｓ®対応プリンタ

商用周波数の2倍
東日本：100Hz
西日本：120Hz（）●カラー液晶搭載で診断結果をその場で確認可能●測定データはメモリカードに記録し、データ管理ソフトで管理が可能

操作性を考慮したセンサユニット●絶縁手袋を着用していても掴みやすい形状を採用●センサ保持しながら測定操作可能

デ ー タ 転 送 方 式（ 本 体 〜 パ ソ コ ン 間 ）メモリカード●バッテリー駆動で電源準備不要

ＣＦカード

オ プ ション

標準構成
診断器本体
センサユニット
センサケーブル（カールコード伸張時１ｍ）
接地ケーブル（2m）
出力ケーブル（1m）
出力用接地ケーブル（1m）
出力用BNCアダプタ
充電池パック
充電器
CFカード
接触媒質
キャリングケース
取扱説明書
MK-210AEデータ管理ソフト

MK-9406

１台１個

MK-9407

１本

MK-9408
MK-9409
MK-9410
BNC-TA-JPJ
MK-8401
MK-8220
TS128MCF100I
QL-53（４個入り）
MK-9701A１本
１本
１本１個１個１個１個１組１個１部１枚

ＭＫ-９８０３ インストールＣＤ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MK-9406
センサユニット
センサケーブル
MK-9407（カールコード伸張時１ｍ）
接地ケーブル（2m）
出力ケーブル（1m）

MK-9408
MK-9409
出力用接地ケーブル（1m） MK-9410
出力用BNCアダプタ
BNC-TA-JPJ
延長ケーブル
MK-9411-□
BNC絶縁カバー付き
プラグ〜ジャック

□はケーブル長
01：1m, 05：5m

充電池パック
充電器
ACアダプタ
CFカード
CFカードリーダライタ
キャリングケース
MK-210AE
データ管理ソフト
PCカードアダプタ
接触媒質

MK-8401
MK-8220
A10WN-09010I
TS128MCF100I
ADR-CFU2H
MK-9701A

データ管理ソフト付属●点検スケジュール管理●測定データ（波形・傾向管理グラフ）管理●診断報告書の出力機能

MK-9803
CFC-ADP03
QL-53（４個入り）※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＡＥ（Acoustic Emition）とは
ＡＥとは『 物 体の亀 裂・破 壊・ＵＲＬ : http://www.jfe-advantech.co.jp/る弾性波』のことをいいます。

本 社・本 社 工 場 〒663‑8202（西宮地区）
東京

本社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
北海道営業所
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業グループ）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑5577
FAX.03‑5825‑5591
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑447‑3310
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.011‑661‑7142
TEL.011‑661‑7141
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

JC-AE210SE-01A

検出器：AEセンサ

磨耗・摺動等に伴って放出され弾性波（AE）の放出

本装置では、放電を起こし測定対象から放出されるＡＥを検出して診断を行います。

12.04.3000 K

亀裂の進展

波形出力（オプション）●AEアンプとしても利用可能
オシロスコープなどで連続波形観察が可能です（出力ケーブルはオプション）

本体仕様

ソ フト 仕 様
ＡＥ信号 １チャネル
入力インピーダンス75Ω
プリアンプ用の+15V電源供給ゲイン
30dB or 50dB or 70dB
測定周波数範囲 20k〜100kHz
サンプリング点数 1024 or 2048点
A/D変換
16bit/w
電圧±５V
インピーダンス
51Ω
STNカラー液晶（240×320ドット）・表示
バックライト付き
外部メモリ
ＣＦカード
ＣＦカード
カードスロット
TYPE Ⅰ／TYPE Ⅱ（3.3V仕様）
専用充電池パック
バッテリー駆動
３時間以上（バックライト未使用時）
AC駆動
オプションのACアダプタ使用
外形寸法
97（W）
×50
（D）
×170
（H）mm
使用温度範囲
０〜５０℃（90%RH、非結露）
保存温度範囲−１０〜６０℃（90%RH、非結露）
約550g（充電池パック装着時）
防塵防滴構造 IP66
（本体のみ）
入力信号

計測部

出力部
表示部
メモリ

電源
サイズ
温度
質量
保護構造

セ ン サ ユ ニ ット MK-9406 仕 様材質
形状
サイズ
タイプ

筐体

センサ

受信感度

測定
診断参照
検索デ ー タ 管 理 ソ フト 仕 様● ソフト 機 能 仕 様

表示・出力

データ機能

設備管理
ＡＥ波形データ

40±1dB（200kHzにて）100k〜1MHz（-3dB）−２０〜８０℃（90%RH、非結露）−２０〜８０℃（90%RH、非結露）約270g
防塵・防滴構造ではありません

ゲイン
周波数帯域
使用温度範囲
保存温度範囲温度
質量
保護構造

ＡＥ波形グラフ表示
周波数解析グラフ表示
放電成分値 傾向管理グラフ表示
放電成分値 相互比較グラフ表示
診断報告書発行（エクセル表示・保存、印刷）
各グラフ印刷ブロック・設備№・測定箇所名管理
測定条件・警報レベル管理
機器仕様・診断条件管理
点検ルート・スケジュール管理
機器保守記録
エクセルからの設定項目コンバート機能
警報レベル自動演算機能

最大10,000件
最大30,000件

パソコン
ＯＳ
プリンタ

電力設備の絶縁劣化を活線状態で診断
活線状態の電力ケーブル端末部・接続部、開閉器などに専用センサを押し当て、測定ボタンを押すだけで部分放電に伴うＡＥを計測・解析し、絶縁劣化状態の指標となる結果表示を行います。
部分放電状態を視覚化・数値化

現場測定対応のポータブル性能

部分放電によるAEは電源位相に同期して強弱を示●小型・軽量で柱上やマンホール内の測定に対応すため、商用周波数の２倍周期で顕著に現れます。
これを明示化することで、診断を行います 特許技術

●動作環境

※接触法による

プリアンプ

ワンタッチ測定、スポット測定、解析測定（連続測定機能含む）
診断測定
各設定表示、共通環境設定、ID一覧表示
スポットデータ一覧表示、放電成分値トレンド表示、
AE波形表示●デ ータ管 理 件 数

樹脂（ROA）
絶縁手袋で握りやすい形状
235（W)×30（D)×29（H）
mm
共振型AEセンサ
共振周波数において75±3dB（０ｄB=１V／(m/s)）

AE絶縁劣化診断装置

本 体 ソ フト 仕 様

ＰＣ/ＡＴ１００％互換機
CPU, RAM：OS推奨スペック以上
Windows® 2000,XP,Vista,7Ｗｉｎｄｏｗｓ®対応プリンタ

商用周波数の2倍
東日本：100Hz
西日本：120Hz（）●カラー液晶搭載で診断結果をその場で確認可能●測定データはメモリカードに記録し、データ管理ソフトで管理が可能

操作性を考慮したセンサユニット●絶縁手袋を着用していても掴みやすい形状を採用●センサ保持しながら測定操作可能

デ ー タ 転 送 方 式（ 本 体 〜 パ ソ コ ン 間 ）メモリカード●バッテリー駆動で電源準備不要

ＣＦカード

オ プ ション

標準構成
診断器本体
センサユニット
センサケーブル（カールコード伸張時１ｍ）
接地ケーブル（2m）
出力ケーブル（1m）
出力用接地ケーブル（1m）
出力用BNCアダプタ
充電池パック
充電器
CFカード
接触媒質
キャリングケース
取扱説明書
MK-210AEデータ管理ソフト

MK-9406

１台
１個

MK-9407

１本

MK-9408
MK-9409
MK-9410
BNC-TA-JPJ
MK-8401
MK-8220
TS128MCF100I
QL-53（４個入り）
MK-9701A

１本
１本
１本１個
１個１個１個１組１個
１部１枚ＭＫ-９８０３ インストールＣＤ※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

MK-9406
センサユニット
センサケーブル
MK-9407（カールコード伸張時１ｍ）
接地ケーブル（2m）
出力ケーブル（1m）

MK-9408
MK-9409
出力用接地ケーブル（1m） MK-9410
出力用BNCアダプタ
BNC-TA-JPJ
延長ケーブル
MK-9411-□
BNC絶縁カバー付き
プラグ〜ジャック

□はケーブル長
01：1m, 05：5m

充電池パック
充電器
ACアダプタ
CFカード
CFカードリーダライタ
キャリングケース
MK-210AE
データ管理ソフト
PCカードアダプタ
接触媒質

MK-8401
MK-8220
A10WN-09010I
TS128MCF100I
ADR-CFU2H
MK-9701A

データ管理ソフト付属●点検スケジュール管理●測定データ（波形・傾向管理グラフ）管理●診断報告書の出力機能

MK-9803
CFC-ADP03
QL-53（４個入り）※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＡＥ（Acoustic Emition）とはＡＥとは『 物 体の亀 裂・破 壊・ＵＲＬ : http://www.jfe-advantech.co.jp/る弾性波』のことをいいます。

本 社・本 社 工 場 〒663‑8202（西宮地区）
東京

本社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
北海道営業所
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業グループ）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑5577
FAX.03‑5825‑5591
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑447‑3310
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.011‑661‑7142
TEL.011‑661‑7141
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

JC-AE210SE-01A

検出器：AEセンサ

磨耗・摺動等に伴って放出され弾性波（AE）の放出

本装置では、放電を起こし測定対象から放出されるＡＥを検出して診断を行います。

12.04.3000 K

亀裂の進展

波形出力（オプション）●AEアンプとしても利用可能
オシロスコープなどで連続波形観察が可能です（出力ケーブルはオプション）