PicoScope® 6000Eシリーズ
高速デバッグ向けの高性能スコープ

大容量メモリ高性能オシロスコープ
最大帯域幅 3 GHz
8ビット～12ビットのFlexRes® ADC
アナログチャンネル4ch（最大3 GHz）または8c h（最大500 MHz）から選択
最大16のデジタルMSOチャンネルに対応
5 GS/sで200 msの波形取得時間
6428E-Dで最高10 GS/sのサンプリング・スピード
取得メモリ最大4 GS

50 MHz 200 MS/s 14ビットAWG
1秒に300 000波形の更新レート
PicoScope、PicoLog®、PicoSDK® ソフトウェア同梱
38のシリアルプロトコル・デコーダ／アナライザ； 標準
マスクリミットテストおよびユーザー定義アクション
各波形の高分解能タイムスタンプ
1波形当り1000万以上の DeepMeasure 結果
豊富なトリガ機能：エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、
ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラント、ロジック

www.picotech.com

製品概要
PicoScope 6000Eシリーズ・オシロスコープは、垂直分解能8 ビット及びFlexResの8～12ビットの2つのシリーズがあり、最高帯域幅1 GHz、最高サンプルレート5 GS/s の性能を搭載しています。4chまたは8chのアナログチャネルモデルは、タイミング・エラー、グリッチ、ドロップアウト、クロストーク、準安定性問題などの重要な信号品質に関する問題を調べるのに必要なタイミングや振幅分解能を提供することができます。6000E シリーズに、今回新たに加わった4chのPicoScope 6428E-D は、50 Ω 入力および低減された入力レンジで3GHz の周波数帯域と10 GS/s の最大サンプリングレートを提供します。

代表的なアプリケーション
このオシロスコープは、最先端の組み込みシステム、信号処理、パワーエレクトロニクス、メカトロニクス、自動車設計などに取り組むエンジニア、および物理研究所や粒子加速器などにおいて、多チャンネルの高性能実験を行う研究者や科学者に最適の設計となっています。

最高クラスの帯域幅、サンプルレート、メモリ長
最高サンプルレートでのキャプチャ時間： 5 GS/sで200ms （PicoScope
6428E-Dの場合は10 GS/s）
PicoScope 6000Eシリーズは、最大1 GHzのアナログ
帯域幅、5 GS/sのリアルタイムサンプルレートの性能を有し、200 psの時間分解能でシングルショットのパルスを表示することができます。
PicoScope 6428E-D は、最大 3 GHz のアナログ帯域と10 GS/s のリアルタイム サンプリング レートを備えたているため、100 ps の時間分解能でシングルショット
パルスを表示できます。
PicoScope 6000Eシリーズは最大合計4 GSという大容量のキャプチャメモリを標準搭載しています。
この超大容量メモリにより、最大サンプルレート5
GS/sで200 msの波形を取得できます。
PicoSDKを使ったカスタムアプリケーションでは、スコープ全体のメモリを単一の波形に割り当て、最長で800msという長時間に及ぶ取得であっても、最大5GS/sのサンプルレートを維持することができます。
SuperSpeed USB 3.0インターフェースおよびハード
ウェア加速機能により、長時間に及ぶ波形取得でも滑らかで高反応の表示が可能になります。
PicoScope 6000Eシリーズは、今日の高性能組み込み
コンピューターや次世代組み込みシステム設計のシビ
アな試験を実行する上で必要となる波形メモリ、分解能、分析ツールなどを提供することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

パワー、ポータビリティ、パフォーマンス
従来のベンチトップタイプのオシロスコープはデスクに占める割合が極めて大きく、8つのアナログチャンネル付きモデルは、次世代設計に取り組む多くのエンジニアにとってはとても高額なでした。
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープは、小型で持ち運び可能であるのみならず、実験室または現場のエンジニアが必要とする高性能なスペックを提供できます。また、このクラスの機器としては最安
値の価格を実現しています。
PicoScope 6000Eシリーズは、最大8つのアナログチャンネルに加え、オプションのTA369 MSO ポッドを付けることで 8または16のデジタルチャンネルも使用できます。 高解像度ディスプレイを使うことで、各信号を詳細に表示して分析することが可能になります。
高度な PicoScope ソフトウェアによってサポートされているこれらのオシロスコープは、設計、研究、テスト、教育、サービス、修理などの多くのアプリケーションに理想的でコスト効率の高いパッ
ケージを提供します。 PicoScope はスコープの価格に含まれており、無料でダウンロードして無料でアップデートでき、必要な数の PC にインストールできるため、スコープなしでオフラインでデータを表示/分析することが可能です。

PicoScope® 6000Eシリーズ

FlexResとは？
柔軟に分解能を調整可能なPico FlexResオシロスコープは、ハードウェアを再構成して、サンプルレートや分解能を最適化することができます。
即ち、デジタル信号をモニターする高速（5GS/s）8ビットオシロスコープにも、汎用性の高い10ビットオシロスコープにも、音声作業や他のアナログ用途向けの高分解能12ビットオシロスコー
プにも、ハードウェアを再構成することができます。
高速デジタル信号をキャプチャ・デコードするにしても、高感度デジタル信号の歪みを検出するにしても、FlexResオシロスコープが対応できます。
FlexResは、8チャンネルPicoScope 6824Eおよび4チャンネルPicoScope
6424E、6425E、6426Eおよび6428E-Dで使用可能です。
分解能の向上 - PicoScope に内蔵されているデジタル信号処理技術により、スコープの有効垂直分解能を16ビットにまで高めることができます。

FlexRes – 仕組み

A

ADC
1.25 GS/s

An

ADC
1.25 GS/s

An

デジタルオシロスコープのほとんどは、複数の8ビットADCをインターリーブすることにより、高いサンプルレートを実現させています。インターリーブプロセスにおいてエラーが生じると、個々のADCコアより動的性能が悪くなることは避けられません。

ADC
1.25 GS/s

B

ADC
1.25 GS/s

Bn

ADC
1.25 GS/s

An+1

ADC
1.25 GS/s

C

ADC
1.25 GS/s

Cn

ADC
1.25 GS/s

An+2

ADC
1.25 GS/s

D

ADC
1.25 GS/s

Dn

ADC
1.25 GS/s

An+3

ADC
1.25 GS/s

FlexResアーキテクチャでは、入力チャンネルで複数の高分解能 ADCを異なるタイムインターリーブで並列に組み合わせて使用することで、8ビットで5 GS/sのサンプルレートや、1.25 GS/sで12ビットの分解能などに最適化します。
図は、4つのチャンネルのバンク1つを示しています。8チャンネルのPicoScope6824Eにはバンクが2つあります。4チャンネルFlexResモ
デルは、アナログチャンネルの各ペアに1つのクアッドADCチップを使用しています。
PicoScope 6428E-D は、1 対のクワッド ADC チップを 8 ビットでインターリーブして 10 GS/s を達成できます。
SN比の高い増幅器、および低ノイズシステムアーキテクチャに加え、FlexRes技術により、高いサンプルレートで最大3 GHzの信号を、または通常の8ビットオシロスコープより16倍も高い分解能で低速信号をキャプチャして表示することができます。

A

タイミング

タイミング

マルチチャンネル*

タイムインターリーブ*

8ビットまたは10ビット分解能
で、すべてのチャンネルでの独立サンプリング。

8または10ビットモードで、最高サンプルレート5 GS/s。

A

タイミング
パラレル*

2 つのチャネルで最大 1.25
GS/s の 12 ビット モードでの同時サンプリング。

* チャンネルおよびサンプルレートの組み合わせに関しては、技術仕様を参照してください。

PicoScope® 6000Eシリーズ

Anミックスドシグナル操作
オプションの8チャンネルTA369 MSOポッドを使用すれば、PicoScope 6000Eシリーズは最大 8つのアナログチャンネルに加えて最大で16の高性能デジタルチャンネルも使用可能となるため、アナログおよびデジタル信号の正確な時間相関を得ることができます。デジタルチャンネルの帯域
幅は500 MHz（1 Gb/sに相当）で、静電容量範囲は3.5 pFに過ぎないため、試験中の装置にかかる負荷を最小限にすることができます。
パラレルまたは複数のシリアルバスから取得するデジタルチャンネルは、バスとしてグループ化して表示することができます。この際、各バス値は16進数、2進数（バイナリ）、10進数（小数）、またはレベル（DACテスト向け）で表示されます。アナログチャンネルおよびデジタルチャンネルに拡張トリガを設定することができます。
デジタル入力により、シリアルデコード機能はさらに強化されます。アナログおよびデジタルチャンネ
ル上のシリアルデータを同時にデコードすることができるため、最大24チャンネルのデータを取得できます。例えば、複数のSPI、I²C、CANバス、LINバス、FlexRayなどの信号のデコードを同時に行うことができます。

DUTに接続されたデジタルチャンネル

PicoScope 6ディスプレイ上に表示されたアナログ波形（上）およびデジタル波形（下）4 つのアナログ プローブ (プローブ位置決めシステムを使用して DUT
上に配置) と 8 デジタルチャンネルの TA369 MSO ポッドを接続した
代表的なテストセットアップ。

PicoScope® 6000Eシリーズ

新製品 PicoScope 6428E-D
PicoScope 6000E シリーズに、高帯域 50 Ω 入力と低入力レンジの高帯域オシロスコープ、PicoScope 6428E-D が追加されます。 大きな入力信号には、10:1 の TA062 1.5 GHz 低インピーダンス受動プローブや最高周波数帯域5 GHzの PicoConnect 900 シリーズ・パッシブ・プローブなど、50 Ω 入力で使用するように設計された外部減衰器またはプローブを使用することで対応できます。

スピードを追求しました！
PicoScope 6428E-D は、10 GS/s の非常に高速なリアルタイム サンプリング レートを持ち、最大 3 GHz の帯域幅を備えており、100 ps の時間分解能でシングルショット パルスを表示できます。
この高速なサンプリング レートにより、非常に高速な高周波信号を正確にキャプチャして、詳細な信号分析を行うことができます。
4Gサンプルのバッファメモリは、最高サンプリング レート 10 GS/sで 200 ms のキャプチャ波形を 2 つまで保持できます。 これは、信号の複数の実例を記録したり、色々な信号状態をキャプチャできることを意味します。
PicoScope 6428E-D は、高速アプリケーションに取り組む科学者、エンジニア、研究者向けの製品です。彼らは、個々または大規模システムに統合されたアプリケーションのサブナノ秒波形のキャプチャ、測定、分析を必要としています。
代表的なアプリケーション：
•
•
•
•
•
•
•
•
•

高エネルギー物理学
粒子加速器
LIDAR（光検出および測距）
VISAR（レーザ速度干渉計）
分光法
医療画像処理半導体検査
非破壊検査
生産ラインテスト

特徴
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 チャンネルとチャンネル毎に 4 つの入力レンジ (±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV)
最大 3 GHz の周波数帯域
100 ps 時間分解能
4 GS キャプチャ・メモリ
最高10 GS/s リアルタイム・サンプリング
8、10、12ビット 可変分解能 (FlexRes)
セグメント・メモリ／ラピッド・ブロック・トリガ
内蔵ファンクション・ぜネレータ/AWG
USB 3.0 SuperSpeed 接続を介して、キャプチャデータをホストコンピュータに高速転送
ドライバーと SDK が含まれています(Windows, Linux, Mac)LabView, MATLAB, Python and C++のプログラミング例
PicoScope ソフトウェア付属

10 GS/s リアルタイムサンプリングにより高速信号を詳細に表示

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000Eシリーズの入力、出力、インジケーター

8チャンネル前面パネル

背面パネル

入力チャンネル；A～H

Aux トリガ；外部ロジックレベ
ルソースからトリガし、スコープ
をより大きなシステムに統合します

インテリジェントプローブ
インターフェース

デジタル1およびデ
ジタル2 MSOポッド
インターフェース ；TA369 MSOポッドに
対応

電源LED
ステータス/トリガー LED
プローブの補正出力プ
ローブの補正アース

4チャンネル前面パネル
アナログ入力チャンネル；A～D、インテリジェントプローブインターフェース付き

AWG出力
50 MHz 14ビット200 MS/s

12 V DC 入力 ；オシロスコープに同梱される電源アダプタのみ
接続可
USB 3.0 ポート

10 MHzクロック基準入力
スコープは、クロック信号が検出されると自動で外部基準に切り替えます。

GND ；裸線または 4mm（バナナ）
プラグを使
用します。

インテリジェントプローブインターフェース
8チャンネルモデルではチャンネルC～Fに、4チャンネルモデル
ではすべてのチャンネルにインテリジェントプローブインターフェースを搭載した PicoScope 6000Eシリーズは、専用のアクティ
ブプローブに対応しています。これらのプローブは、薄型で簡単に接続でき、DUTの負荷を低減させる設計になっています。
詳細は、28ページのA3000シリーズ・アクティブプローブを参照してください。

電源LED
ステータス/トリガー LED

デジタル1およびデジタル2
MSOポッドインターフェース ；TA369 MSOポッドに対応

プローブの補正出力プ
ローブの補正アース

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 7 ソフトウエア – タイムドメイン

ラン／ストップ： クリックすると波形の表示を開始します。
停止するにはもう一度クリックします。 キーボードのス
ペースバーにも同じ機能があります。

タイムベース サンプリング コントロール: Time/div コントロー
ルを使用して波形取得のタイミングを設定します。サンプリン
グコントロールにより、タイムベース動作モードを選択できます。バッファ メモリの優先モードでは、固定のキャプチャ メモ
リ長を維持するためにサンプリングレートが調整されます。 サンプルレートの優先モードでは、固定のサンプリング レートを維持するためにメモリの深さを調整します。

トリガ・メニュー:メインコントロールと拡張ト
リガに素早くアクセスできます。

波形バッファ ナビゲータ:
PicoScope は、最新の 40,000 個のオシロスコープまたはスペクトル波形をサーキュラー波形バッファに保存できます。バッファ ナビゲータは、波形をナビゲート
および検索する効率的な方法を提供します。

アナログ入力チャンネル： 各チャンネルは
PicoScope 入力コネクタの 1 つに対応します。
DUT の測定を行う前に、こちらでプローブ タイ
プ設定、チャネル名の割り当て、垂直スケーリ
ング、オフセット、入力結合、その他の信号調
整パラメータの設定を行います。

分解能選択:
6000 シリーズの FlexRes モデルでは、
垂直方向のハードウェア分解能を選択で
きます。

ズーム：
拡大するにはズームイ
ンし、クリックまたはドラッグして画面を移動します。

デジタル入力チャンネル： 16 デジタル チャネ
ル (オプションの MSO ポッドを使用) は、そのチャネルの電圧が設定されたしきい値を上回る
か下回るかに応じて、デジタル信号をロジック
ハイまたはロジック ローとして表示します。

トリガーマーカ:
チャンネル、信号レ
ベル、トリガイベントの時間を表示します。
ドラッグして調整します。

シリアル プロトコル デコード: 使用中のシリアル
デコーダーがここにリストされます。
自動測定: トラブルシューティングと分析のために計算された測定値を表示します。 各ビューに必要なだけ測定値を追加できます。 各測定値には、その変動性を示す統計パラメータが含まれて
います。

ビュー:
別のスコープ、スペク
トラム、または XY
ビューを表示し、別の画面に移動することもできます。

DeepMeasure: トリガ毎の波形キャプチャで最大 100 万波形サイクルの重要な波形パラメータを自動測定します。

リファレンス波形: 波形を保存し、ライブデータと比較するために表示できます。

カーソル: 目盛マークを数えることなく、画面上で波形測定を行うのに役立ちます。

アクション: 特定のイベントが発生したときに PicoScope が実行するようにプログラムできます。 アクションには、キャプチャの停止、波形の保存、サウンドの再生、信号発生器のトリ
ガ、アプリケーションの実行が含まれます。

マスク: マスクリミットテストでは、ライブ信号と既知の良好な信号を比較でき、実稼働環
境およびデバッグ環境向けに設計されています。 既知の正常な信号をキャプチャし、その周囲にマスクを生成して、テスト対象のデバイスを監視するだけです。

シリアル デコーディング:
PicoScope には 38 を超えるシリアル プロトコル
デコーダが組み込まれており、追加費用なしで標準として組み込まれています。

演算チャンネル:
基本的演算に加え、高度な科学関数、三角関数、バッファ、フィルタ、およびカップラ演
算が可能。

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 7 ソフトウエア – 周波数ドメイン（スペクトラム・アナライザ）
スペクトラム コントロール:
周波数範囲、窓関数 (ブラックマン、ガウシア
ン、トライアングル、ハミング、ハン、ブラックマ
ン-ハリス、フラットトップまたは矩形)、ビンの数(ビンの幅と収集時間が計算されて表示されます)、および XY 軸の設定をします。

トリガ・メニュー: スペクトラムモード
では、スコープの高度なトリガー機
能をすべて利用して、単一イベントの周波数スペクトルをキャプチャできます。

測定モード：
スコープ、スペクトラム、XY、
パーシスタンスのモードを切り替えます。

オートセットアップ:
最初にこれをクリックして信号を見つけ、次に他のコントロールを使用して調整します。

周波数ルカーソル:： カーソルを左から右にドラッグして、軸上の点をマークします。 カーソル値
表示には、各カーソルの周波数とそれらの間の差が表示されます。

dB/電圧カーソル: 上下にドラッ
グして軸上の点をマークします。
カーソル値表示には、各カーソ
ルのｄB/電圧値とそれらの差が表示されます。

ズーム ウィンドウ: すべてのアクティブなチャネルの全波形を表示します。 灰色の四角形は、現在のビューで表示されている領域を示します。

信号発生器:
オシロスコープに内蔵された任意波形発生器(AWG) 。
標準信号または任意波形を生成します。
周波数スイープモードを搭載。

カーソル値表示: 画面上に出したすべてのカーソルの値を表示します。
画面上にカーソルを出すと、自動的に表示されます。 2 つのカーソルが
1 つのチャンネルに配置されている
場合、カーソル値表示において、値表示の隣に南京錠ボタンが表示されます。 このボタンをクリックすると、
2 つのルーラーが相互に追跡します。
一方をドラッグすると、もう一方がそれに追従し、一定の間隔が維持されます。 ルーラーがロックされると、ボタンは「ロックされた南京錠」に変わります。

ツール: クリックすると、利
用可能なすべてのツールが表示され、選択してお気に入りに入れてすぐにアクセスできます。

カスタム UI パネルでは、測定、演算チャネル、シリアルプロトコル デコード、カーソル、
リファレンス波形、マスクテスト＆アクションなどのお気に入りのツールや機能をワンタッチで実行できます。

チャネル軸: 各チャネルには色分けされた軸があります。 上下にドラッグして各チャンネル位置を調整します。

波形を左に移動: ズームインしたときに、クリックして周波数範
囲を下側に移動します。

測定値統計表示: 各測定値の最小値、最大値、平均値、標準偏差が計算されて表示されます。

測定ウィンドウ: 自動測定値を更新表示。
時間および周波数ドメインの豊富な測定タイプから選択できます。 図に示すように、測定ウィンドウはメイン ディ
スプレイから切り離しでき、別のモニターに移動することもできます。

波形を右に移動: ズームインしたときに、クリックして周波数範囲を上側に移動します。

PicoScope® 6000Eシリーズ

見やすい表示
PicoScope ソフトウェアは、表示領域の大部分を波形に割り当て、常に最大量のデータが表示されるようにします。 ディスプレイのサイズはコンピューターのモニタのサイズによってのみ制限されるため、ラップトップを使用した場合でも、ベンチトップスコープよりも表示領域がはるかに大きく、解像度もはるかに高くなります。
表示領域が大きいため、画面をカスタマイズして分割したり、複数のチャンネルを表示したり、同じ信号の異なる画面を同時に表示したりすることができます。また、複数のオシロスコープおよびスペクトラムアナライザーを一度に表示することも可能です。各画面は、個別にズーム、パン、フィルタ設定を行うことができるので、さらに高い柔軟性を得ることができます。

PicoScope ソフトウェアは、マウスまたはタッチスクリーンを使用してコントロールできます。

ハイ・スピードUSB 3.0接続
PicoScope 6000E シリーズ機器は USB 3.0 接続を備えており、古い USB
スタンダードとの互換性を維持しながら波形を超高速で保存できます。

PicoScope カスタムカラー
PicoScope 7 では、初期設定をカスタマイズし、明るい色または暗い色のテーマを選択し、トレース ラインの太さを調整し、左側または右側のサイド パネルの位置を選択し、測定システムの単位を選択することができます。

PicoSDK は、300 MS/sを超える速度でのホスト コンピューターの連続スト
リーミングをサポートします。

USB 接続により、高速データの取得と転送が可能になるだけでなく、現場からのデータの印刷、コピー、保存、電子メール送信も迅速かつ簡単に行えます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

信号忠実度
高度なフロントエンド設計とシールドにより、ノイズ、クロストーク、高調波歪みが低減されます。
PicoScope 6000E シリーズ オシロスコープは、60 dBc SFDR を超える動的性能を示します。
PicoScope を使用してDUTにプロービングすると、信頼できる波形を観測できます。

低レベル信号を高分解能で表示
12 ビット解像度の PicoScope 6824E、6424E、6425E、6426E、および 6428E-D は、高ズー
ムで低レベル信号を表示できます。 これにより、より大きな DC 電圧または低周波電圧に重畳されたノイズやリップルなどを観測および測定できます。
さらに、各チャンネル毎にローパスフィルタを使用して、ノイズを排除し、ノイズに埋もれた信号を観測することができます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

ハイエンド機能を標準装備
PicoScopeは、オプションを付けると価格が高くなる他社のオシロス
コープとは異なります。 当社のスコープには、シリアルデコード、マスクリ
ミットテスト、高度なチャンネル演算、セグメントメモリ、ハードウェアベースのタイムスタンプ、信号発生器などの高度な機能がすべて標準搭載されています。
投資が無駄にならないように、PCソフトウェアやスコープのファームウェ
アは更新していくことができます。Pico Technologyはこれまで長い間、ソフトウェアのダウンロードにより新しい機能を無料で提供させていただ
いてきました。当社は、毎年機能を拡張していくことをお約束させていた
だいております。当社製品のお客様には、生涯当社製品をお使いいただ
く方が多く、同僚の皆様などにも当社製品をお勧めいただいております。

総保有コスト（TCO）、環境上の利点、ポータビリティ
PicoScope 6000Eの総保有コストが、従来のベンチトップタイプの装置より低く抑えられているのには理由があります。
1. 消費電力がわずか 60 W と低いため、ベンチトップ機器と比較して大幅に電気料金を節約できます。 CO2排出量も少なく、環境にも優しいです。
2. シリアル プロトコル デコーダ、チャネル演算、マスクリミットテストなど、全ての機能が購入価格に含まれています。 高価なオプションのアップグレード料金や年間ライセンス料は必要ありません
3. 無料アップデート:れます。

新機能は、製品の開発とリリースに応じて、製品の存続期間全体を通じて提供さ

4. PicoScope 6000Eシリーズは持ち運びしやすく、デスクスペースが限られている自宅での作業にも最適です。

PicoScope® 6000Eシリーズ

超大容量メモリ
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープの波形取得メモリは、最大4ギガサンプルで、競合他社のスコープより何倍も大きいメモリを搭載しています。大容量メモリにより、最大サンプル速度で長時間の波形を取込むことができます。実際、PicoScope 6000Eシリーズは、200 psの分解能で200 ms の波形を取込むことができ、10 GS/s の6428E-D では100 psで波形取込めます。対照的に、10 メガサンプルメモリを備えたオシロスコー
プで取り込んだ同じ200 ms の波形の分解能はわずか20 nsです。オシロスコープは、アナログチャネルと選択したMSO ポートの間で波形メモリを自動的に共有します。
たとえば、パケット間のギャップが長い高速シリアルデータや、ミリ秒間隔のナノ秒レーザーパルスを取得する必要がある場合、大容量メモリは非常に有効です。 また大容量メモリを生かして、波形メモリを最大 40,000 のセグメントに分割できます。 トリガー条件を設定して、各セグメント毎に個別の波形データを保存できます、しかもデッドタイムを最小で300 ns にすることができます。 データを取得したら、探しているイベントが見つかるまで、一度に 1 セグメントずつメモリを調べていくことができます。
更に、これらすべてのデータを管理および調査できる強力なツールがあります。 マスクリミット・テストやカラー・パーシスタンスモードなどの機能に加え、PicoScope ソフトウェアでは、波形を最大 1 億倍までズームインできます。ズームウィンドウを使用すると、ズーム領域のサイズと位置を簡単に設定できます。 その他、波形バッファ、シリアルデコード、ハードウェア・アクセラレー
ションの様なツールは大容量メモリで動作するため、PicoScope 6000E シリーズは市場で最も強力なオシロスコープの 1 つとなります。

PicoScope® 6000Eシリーズ

パーシスタンスモード
PicoScope のパーシスタンスモードを使用すると、古いデータと新しいデータを重ね合わせて表示できるため、グリッチやドロップアウトを特定し、その相対周波数を推定することが容易になります。これは、ビデオ波形や振幅変調信号などの複雑なアナログ信号の表示と分析に役立ちます。 色分けと輝度のグレーディングは、どの領域が安定しており、どの領域が間欠的であるかを表します。 高速、時間または頻度可変タイプのパーシスタンスモードから選択し、各間欠現象に適した表示調整が可能です。
オシロスコープの性能を評価する際、特にパーシスタンス・モードで重要な仕様は、1 秒あたりの取込み波形数として表される波形更新レートです。 サンプリング・レートは、オシロスコープが 1
つの波形またはサイクル内で入力信号をサンプリングする速度を示しますが、波形更新レートは、オシロスコープが波形を取込む速度を指します。
高速な波形更新レートを備えたオシロスコープは、信号の動作をより視覚的に洞察できるようになり、ジッター、ラントパルス、グリッチなど、存在さえ知らない一時的な異常をオシロスコープが迅速に捕捉できる可能性が大幅に高まります。
PicoScope 6000E シリーズの HAL4 ハードウェア アクセラレーションは、高速パーシスタンスモードで 1 秒あたり 300,000 波形の更新レートを達成できます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

シリアルバスのデコードとプロトコル解析
PicoScope は、1-Wire、ARINC 429、BroadR-Reach、CAN、CAN FD、CAN J1939、CAN XL、DALI、DCC、DMX512、イーサネット 10BASE-T、拡張 UART、高速イーサネット 100BASETX、FlexRay、I2C、I2S、I3C BASIC v1.0、LIN、 Manchester, MIL-STD-1553、MODBUS ASCII、MODBUS RTU、NMEA-0183、パラレル バス、PMBus、PS/2、PSI5 (Sensor)、 Quadrature 、RS232/UART、SBS Data、SENT Fast 、SENT Slow、SENT SPC、SMBus、SPI-MISO/MOSI、SPI-SDIO、USB (1.0/1.1)、Wind Sensor protocol data が標準でデコードできます。更に他のプロトコルデコードも開発中であり、将来的にはさらに多くのプロトコルが無料のアップグレードで利用可能になります。
グラフ形式では、デコードされたデータがデータバス・タイミング形式 (16 進数、2 進数、10 進数、または ASCII) で共通の時間軸上の波形の下に表示され、エラー・フレームは赤色でマークされます。 これらのフレームを拡大して、ノイズと信号の整合性の問題を調査できます。
テーブル形式には、データ、すべてのフラグ、識別子を含む、デコードされたフレームのリストが表示されます。 フィルター条件を設定して、関心のあるフレームのみを表示したり、指定したプロパティを持つフレームを検索したりできます。 統計オプションを使用すると、フレーム時間や電圧レベルなどの物理層に関する詳細が明らかになります。 PicoScope は、スプレッドシートをインポート
してデータをユーザー定義のテキスト文字列にデコードすることもできます。
表内のフレームをクリックすると、オシロスコープ表示が拡大され、そのフレームの波形が表示されます。
リンク ファイルは、16 進数のフィールド値を人間が判読できる形式で参照することで、分析を速くできます。たとえば、テーブル ビューに「アドレス: 7E」を表示する代わりに、対応するテキスト「モーター速度の設定」またはその他の適切なテキストを表示できます。 すべてのフィールド見出しを含むリンク ファイル テンプレートはシリアル テーブル ツールバーから直接作成でき、スプ
レッドシートとして手動で編集して参照テキストを適用できます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

DeepMeasure
1 つの波形で数百万の測定が可能
波形パルスとサイクルの測定は、電気および電子デバイスの性能を検証するための鍵となります。
DeepMeasure は、取込み波形の個々のサイクルごとに、パルス幅、立ち上がり時間、電圧などの重要な波形パラメータを自動測定します。 トリガ毎の取込み波形や複数回の取込み波形を組
み合わせて、最大 100 万サイクルを表示できます。 結果は簡単に並べ替え、分析し、波形表示と関連付けたり、さらなる分析の為にCSV ファイルまたはスプレッドシートとしてエクスポートできます。
たとえば、PicoScope のラピッド トリガ モードで DeepMeasure を使用して 40,000 パルスを取込み、最大または最小の振幅を持つパルスをすばやく見つけたり、スコープのディープ メモリを使用して 1 つの波形の 100 万サイクルを記録し、統計分析の為に全ての単一エッジの立上がり時間をエクスポートしたりできます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

マスクリミット・テスト
マスクリミット・テストにより、既知の正常な信号とライブ信号を比較でき、生産およびデバッグ環境向けに設計されています。 既知の良好な信号をキャプチャし、それを使用してマスクを自動生成し、テスト対象を測定するだ
けです。 PicoScope はマスク外れをチェックし、合否テストを実行し、断続的なグリッチを捕捉し、不合格数やその他の統計値を Mesurements ウィ
ンドウに表示できます。マスクは将来使用するためにライブラリに保存でき、
エクスポート/インポートして他の PicoScope ユーザーと共有できます。

波形バッファ及びナビゲータ
グリッチを見つけたものの、スコープを停止するまでにグリッチは消えていたという経験はありませんか? PicoScope を使用すると、グリッチやその他の一時的なイベントの見逃しを心配する必要はありません。 PicoScope
は、最後の 40,000 個のオシロスコープまたはスペクトラム波形をリング
バッファに保存できます。
バッファナビゲータは、波形を検索する効率的な方法を提供し、効果的に時間を巻き戻すことができます。 マスクリミット・テストなどのツールを使用して、バッファ内の各波形をスキャンしてマスク外れを探すこともできます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

FFT スペクトラム・アナライザ
スペクトラム表示は、周波数に対する振幅をプロットし、信号内のノイズ、クロストーク、歪みを見つけるのに最適です。 PicoScope のスペクトラム・アナライザは
高速フーリエ変換 (FFT) タイプで、従来の掃引スペクトラム・アナライザとは異なり、繰返しではなく単一波形のスペクトラムを表示できます。 最大 100 万ポイントの PicoScope の FFT は、優れた周波数分解能と低いノイズ フロアを備えています。
ボタンをクリックするだけで、スコープの帯域幅までの最大周波数を含むアクティブなチャネ
ルのスペクトラムを表示できます。 豊富な設定により、スペクトラムバンド (FFT ビン) の数、
スケーリング (log/ logを含む)、および表示モード (瞬間、平均、またはピーク ホールド) を設定できます。 Window関数を選択すると、選択性、精度、またはダイナミック レンジを最適化できます。
同じデータのオシロスコープ表示と並べて複数のスペクトラムを表示できます。 THD、
THD+N、SNR、SINAD、IMDなどの包括的な自動周波数ドメイン測定のパラメータをディスプレイに追加できます。 マスクリミットテストはスペクトラムにも適用でき、AWGとスペクトラム・モードを併用してスイープ・スカラー・ネットワーク解析を実行することもできます。

1MHz キャリアおよび変調サイドバンドのスペクトラム表示

2.25 GHz スペクトラム表示 および SFDR測定値

矩形波の高調波

PicoScope® 6000Eシリーズ

多くのオプションを提供するパワフルなツール
PicoScope は、波形の取得と分析に役立つ多くの強力なツールを提供します。 これらのツールは単独で使用することもできますが、PicoScope の真の力は、それらが連携して動作するように設計されていることです。
たとえば、ラピッド トリガ モードを使用すると、波形間のデッド タイムを最小限に抑えながら、数ミリ秒で 40,000 の波形を収集できます。これらの波形を手動で検索するのは時間がかかるため、満足のいく波形を選択し、マスク ツールにスキャンしてもらいます。 完了すると、測定結果から何個が失敗したかがわかり、波形ナビゲータを使用すると、良好な波形を非表示にして、問題のある波形だけを表示できます。 設定した測定リミットに対してパス／フェイルとなったすべての波形を波形ナビゲータ内でフィルタリングできるため、設定した測定リミットにパス／フェイルとなったすべての波形を簡単に見つけて表示できます。
以下のスクリーンショットは、チャネル A の信号の周波数の変化と時間をグラフで示したものです。 おそらく代わりに、デューティ サイクルの変化をグラフとしてプロットしたいと考えているでしょうか？ AWG から波形を出力し、トリガ条件が満たされたときに波形をディスクに自動的に保存するのはどうですか? PicoScope のパワーにより、可能性はほぼ無限大です。ソフトウェアの機能についてさらに詳しく知りたい場合は、オンラインで A to Z of PC Oscilloscopes にアクセスしてください。

PicoScope® 6000Eシリーズ

任意波形発生器＆ファンクション・ゼネレータ
すべての PicoScope 6000E モデルには 50 MHz ファンクション・ゼネレーターが内蔵されており、正弦波、矩形波、三角波、DC レベル、ホワイト ノイズ、PRBS、および低周波数でのその他の波形出力が可能です。 基本的な、レベル、オフセット、周波数設定に加え、周波数スイープの機能も備えています。 スペクトラム ピーク ホールド オプションと組み合わせると、アンプとフィルタの周波数応答をテストする強力なツールになります。
トリガ・ツールを使用すると、スコープのトリガ、AUX 入力でのトリガ・イベント、マスクリミット・テストの不合格など、さまざまな条件が満たされたときに、波形の 1 つ
以上のサイクルを出力できます。
すべてのモデルには、14 ビット 200 MS/sの任意波形発生器 (AWG) も含まれています。 AWGには可変サンプルクロックがあり、固定クロックジェネレータで見られる波形エッジのジッターを回避し、100 µHz までの正確な周波数の生成を可能にします。 AWG波形は、内蔵エディタを使用して作成または編集したり、オシロスコープのトレースからインポートしたり、スプ
レッドシートからロードしたり、CSVファイルにエクスポートしたりできます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

デジタル・トリガ・アーキテクチャ
多くのデジタル・オシロスコープは依然としてコンパレータに基づくアナ
ログ・トリガ・アーキテクチャを使用しています。これにより時間と振幅の誤差が生じ、常に校正できるわけではなく、多くの場合、高帯域でのトリガ感度が制限されます。
1991 年に、Pico は実際のデジタル化データを使用した完全デジタル ト
リガーの使用を先駆的に開始しました。この技術によりトリガエラーが減
少し、全帯域幅であってもオシロスコープが最小の信号でトリガできるようになります。トリガレベルとヒステリシスを高精度かつ分解能で設定できます。

高度なトリガPicoScope 6000E シリーズは、パルス幅、ラントパルス、ウィンドウ、立
ち上がり/立ち下がり時間、ロジック、ドロップアウトなどの一連の高度なトリガを提供します。
MSO 動作中に使用可能なデジタル・ トリガを使用すると、16 個のデジタ
ル入力のいずれかまたはすべてがユーザー定義のパターンに一致したと
きにトリガできます。各チャンネルの条件を個別に指定することも、バイ
ナリ値を使用してすべてのチャンネルのパターンを一度に設定することもできます。
また、ロジック ・トリガを使用して、デジタル・トリガと任意のアナログ入力のエッジ・トリガまたはウィンドウ・トリガを組み合わせてトリガすることができます。たとえばパラレル・バスのデータ値でトリガすることもできます。

アクション
PicoScope は、特定のイベントが発生したときにアクションを実行するようにプログラムできます。
.アクションを実行できるイベントには、マスクリミット違反、トリガイベント、バッファフルなどがあります。 また実行できるアクションは以下を含みます。
•
•
•
•
•

波形取込停止ディスクへ波形保存
音を鳴らす
信号発生器またはAWGをトリガ
外部アプリケーションまたはスクリプト実行

マスクリミットテストと組み合わせたアクションは、時間を節約する強力な波形監視ツールの作成に役立ちます。 既知の良好な信号をキャプチャし、その周囲にマスクを自動生成し、アクションを使用して仕様を満たさない波形 (時刻/日付スタンプ付き) を自動的に保存できます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

測定：パス・フェイル・リミット
PicoScope ソフトウェアは、あらゆる測定のパス・フェイル・リミットを提供します。 これにより、測定結果が指定された値を上回るか下回るたびに、測定ウィンドウ内に視覚的に表示されます。
合否リミットをアクションと組み合わせて、設定しきい値を超えた場合、設定されたリミットを上回ったり下回ったりした場合に、直ちに警告を発したり、他のアクションを実行したりすることができます。
.波形バッファをフィルタリングして測定リミットを外れた波形のみを表示することで、ロング・メモリにキャプチャされた何千もの波形の中から関心のあるものをすばやく特定できます。

測定：ロギング
PicoScope を使用すると、測定結果をファイルに記録して、後で分析することができます。結果として得られるログは、熱やその他の影響によるドリフトを評価する場合など、長時間のテストで回路のパフォーマンスを特徴付けるために使用したり、電源電圧などの外部コントロール値に対して機能をチェックするために使用したりできます。
記録される最大行数は、ユーザーが設定した制約またはディスク容量によって制限されます。
詳細は Measurements の項目を参照して下さい。

PicoScope® 6000Eシリーズ

ハードウエア加速エンジン (HAL4)
一部のオシロスコープでは、ロングメモリを有効にすると問題が発生します。 画面の更新速度が遅くなり、コントロールが反応しなくなります。 PicoScope 6000E シリーズは、オシロスコープ内に専用の第 4 世代
ハードウェア 加速エンジン(HAL4)を使用することで、この制限を回避します。
その超並列設計により、PC 画面に表示される波形イメージが効果的に作成され、毎秒最大 4ギガ・サンプルの連続キャプチャと画面表示が可能になります。
ハードウェア加速エンジンにより、ボトルネックとなる USB 接続や PC プロセッサのパフォーマンスに関する懸念が解消されます。

タイム・スタンプ
PicoScope 6000E シリーズは、ハードウェアベースのトリガ・タイムスタンプ機能を備えています。

各波形には、前の波形からのサンプル間隔の時間をタイムスタンプすることができます。
トリガの再アーム時間は 300 ns （代表値）
まで速くできます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

超高精細ディスプレイ
PicoScope PC ベースの計測器は、ホストコンピュータのディスプレイを使用します。このディスプレイは、通常、従来のベンチトップ・オシロスコープに搭載されている専用ディスプレイよりも大きく、高解像度です。これにより、時間領域と周波数領域の波形、デコードされたシリアル・バス テーブル、統計情報を含む測定結果などを同時に表示することができます。
PicoScope ソフトウェアは、4K 超高精細モデルを含む、より大きなディスプレイサイズの改善された解像度を最大限に活用するために自動的に表示調整します。 3840 x 2160 の解像度
（800 万ピクセル以上） を備えた PicoScope を使用すると、エンジニアはテスト対象のデバイスから複数のチャネルの分割画面表示（または同じチャネルの異なる表示）を介して、より短い時
間でより多くの作業を行うことができます。 例が示すように、ソフトウェアは複数のオシロスコープとスペクトラム・アナライザのトレースを一度に表示することもできます。

大型の高精細ディスプレイは、PicoScope 6000E FlexRes モデルで高分解能信号を表示するときに真価を発揮します。 4K モニタを備えた PicoScope は、一部の競合他社のオシロス
コープの 10 倍以上の情報を表示できるため、大きなディスプレイと機能をポータブル・オシロスコープに適合させるかという問題を解決できます。
PicoScope はデュアル・モニタもサポートしています。1 番目のモニターには機器の制御と波形を表示し、2 番目のモニタにはシリアル プロトコル デコーダまたは DeepMeasure の大規模なデータ を表示できます。 ソフトウェアはマウスまたはタッチスクリーンでコントロールできます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

演算チャンネル及びフィルタ
PicoScope を使用すると、加算や反転な
どの単純な関数を選択したり、関数エディタを開いてフィルタ （ローパス、ハイ
パス、バンドパス、バンドストップ フィルタ）、三角法、指数、対数、統計、積分、微分を含む複雑な関数を作成することができます。
各スコープ表示に最大 8 個の実チャネルまたは計算チャネルを表示できます。 スペースが足りなくなった場合は、別のスコープ表示を開いてさらに追加も可能です。 また、演算チャネルを使用して、時間の経過に伴う信号のデューティ サイクルや周波数の変化をグラフ化するなど、複雑な信号の新しい詳細を明らかにすることもできます。

PicoScope オシロスコープ・ソフトウェアのカスタム・プローブ機能
カスタム・プローブ機能を使用すると、オシロスコープに接続するプローブ、センサ、またはトランスデューサのゲイン、減衰、オフセット、および非直線性を補正できます。 これを使用して電流プローブの出力を変換し、アンペアが正しく表示されるようにすることができます。 より高度な使用法として、テーブル・ルックアップ関数を使用して非線形温度センサの出力を補正することも可能です。Pico が提供する標準オシロスコープ・プローブと電流クランプの補正係数は含まれています。 それ以外のプローブの補正係数も保存可能です。

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoSDK® - 自分のアプリを作成
当社の無償ソフトウェア開発キットであるPicoSDKを使えば、ご自分のソフトウェアを作成することができます。キットには、Windows、macOS、Linux用のドライバが含まれています。当社の GitHub
organization pageで提供されているサンプル・コードでは、National Instruments LabVIEWやMathWorks MATLABなどのサードパーティのソフトウェアパッケージや、C/C++, C# and Pythonなどのプログラミング言語とインターフェースする方法を示しています。
プログラマー・ガイドの PicoScope 6000E Series (ps6000a API) Programmer’s Guide は、Pico Technologyのホームページで入手できます。
他の機能の中でも、ドライバは、ギャップフリーの連続データを最大300 MS/sの速度で直接PCやホストコンピューターに取り込むモードであるデータストリーミングをサポートしているため、スコープの取得メモリのサイズに制限されることはありません。ストリーミングモードのサンプリング速度は、PCの仕様およびアプリケーションの読み込みによって異なります。
また、当社のTest and Measurement ForumやウェブサイトのPicoAppsセクションでは、PicoScopeユーザがコードやアプリケーションを共有しています。ここに示されている周波数レスポンスアナ
ライザは、フォーラムで人気の高いアプリケーションです。

Copyright © 2014-2024 Aaron Hexamer. Distributed under GNU GPL3.

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoLog 6 software
PicoScope 6000E シリーズ・オシロスコープは、PicoLog 6
データ ロギング・ソフトウェアでもサポートされており、1 回のキャプチャで複数のユニットの信号を表示および記録できます。
PicoLog 6 では、チャンネルあたり最大 1 kS/s のサンプルレートが可能で、電圧や電流レベルなどの一般パラメータを複数のチャンネルで同時に長期間観察するのに最適です。
一方、PicoScope ソフトウェアは、 波形または高調波解析に適しています。
PicoLog 6 を使用して、データ ロガーまたはその他のデバイスと一緒にオシロスコープからのデータを表示することもできます。たとえば、PicoScope で電圧と電流を測定し、TC-08 熱電対ロガーで測定した温度に対してプロットすることができます。

PicoLog Cloud
PicoScope またはデータ ロガーは、
ローカル・ディスクにキャプチャするだ
けでなく、無料で安全なオンライン・ク
ラウド・ストアにキャプチャを直接ストリーミングすることもできます。
この機能は、シンプルなユーザ・イン
ターフェイスでデータ ログ・アプリケー
ションを作成するという当社のビジョンに沿っており、技術系の方以外でも簡単に使用できます。

PicoLog Cloud (PicoLog 6 に組み込まれている) は、ライブ キャプチャ データ
をリモートの PicoLog クラウド スペー
スに直接送信し、さらにクラウドに保存されているキャプチャデータを表示するための機能を提供します。
PicoLog 6 は、Windows、macOS、
Raspberry Pi OSを含むLinux で利用できます。

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ（オプション）
インテリジェント・プローブ・インターフェース付きA3000シリーズ・アクティブ
プローブ

仕様

A3076

A3136

プローブ帯域幅（−3 dB）

750 MHz

1.3 GHz

Pico A3000シリーズは、ハイインピーダンス・アクティブ・オシロスコープ・プローブです。プローブ
する信号に対する影響を最小限に抑え、インテリジェンス・プローブ・インターフェースを介した
PicoScope 6000Eシリーズへの信号の転送を最適に行うことができる設計となっています。人間工学に基づいた設計であるため、手に持ったままでも快適に使用することができます。
PicoScope 6のデータキャプチャをスタート / ポーズするボタンもついています。

公称システム帯域幅（−3 dB）

750 MHz（750 MHz
PicoScope 6000Eモデル
使用時）

1 GHz（1 GHz~3GHz
PicoScope 6000Eモデル
使用時）

入力抵抗

1 MΩ +3%、−0%

入力静電容量0.9 pF（公称値）

インテリジェント・プローブ・インターフェースにより、スコープからプローブに電源が供給され、スコープの単位および入力インピーダンスはプローブに合わせて自動で設定されます。

減衰

10:1

DCゲイン精度（プローブ）

信号の±3%

DCゲイン精度（PicoScope 6000Eシリーズ使用
時）

信号の±4%（公称値）

DCオフセット精度（PicoScope 6000Eシリーズ使用
時）
入力ダイナミックレンジ±（フルスケールの1% + 4 mV）（公称値）
オフセット精度は、PicoScope 6の「ゼロオフセット」機能を使用すると向上します。
±5 V（DC + AC ピーク）

DCオフセット範囲±10 V

測定可能電圧ウィンドウ±15 V（DC + AC ピーク）

最大非破壊入力電圧±30 V（DC + AC ピーク）減少（周波数250 MHz以上）

ノイズ

公称2.5 mV RMS（プローブ入力を参照）

プローブボタン

PicoScope 6の取得開始/停止をコントロール

ケーブルの長さ

1.2 m

入力抵抗1MΩ、静電容量 0.9pFであるこのアクティブプローブは、最大1GHz ま で高い入力イン
ピーダンスを実現することができます。このような特性を備えたこれらのプローブは、日々の測定作業において様々な場面で使用可能な汎用性の高い製品です。

機能
•
•
•
•
•
•
•
•

プローブ最大帯域幅1.3 GHz
ワンクリックで調整可能な利便性
柔軟性の高い超軽量ケーブル
プローブのボタンで、データ・キャプチャのスタート／ポーズが可能
インテリジェント・プローブ・インターフェースでPicoScope 6000Eシリーズ・オシロスコープに直接接続
オシロスコープから電源供給、他の電源やインターフェースボックスは必要なし
自動プローブ検出、単位調整
LEDステータス・インジケータ

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ （オプション）
TA369 MSO ポッド
すべての PicoScope 6000E シリーズ モデルは、1 つまたは 2 つのアクティブな MSO ポッ
ドを追加することで MSO 機能にアップグレードできます。 各ポッドには、テスト対象の回路に接続するための 8 本のフライング リードが付いています。

MSO ポッドは、MSO 入力回路をテスト対象デバイスに近づけ、負荷を最小限に抑え、可能な限り最高のパフォーマンスを提供します。
MSO ポッドは、0.5 m のデジタル・インターフェース・ケーブルを使用してスコープのフロント・
パネルにある 2つのデジタル・インターフェース・ポートのいずれかに接続し、スコープから電力が供給されます。 PicoScope 6000E シリーズのすべてのモデルは、最大 2 つの MSO
ポッドをサポートします。
革新的なシングルおよびマルチウェイ・グランド・クリップにより、レイアウト・エンジニアが配置した場所に関係なく、2 列ヘッダー内のすべての信号およびグランド ピンに迅速かつ柔軟に接続
できます。
特徴：
・ ポッド毎に8デジタル入力
・ 周波数帯域：500 MHz、1 Gb/s
・ 16 デジタル・チャンネルで 5 GS/s
・ 最小パルス幅：1 ns
・ DUTへの最小負荷: 101 kΩ ∥ 3.5 pF
・ 2列、2.54 mmピッチのヘッダーに簡単に接続可能な革新的アースクリップ
・ アースリード線8本およびミニ試験フック12個同梱

ヘッダーの一列に信号ピン、
もう一列にアースピンがある場合ヘッダーに信号ピンが一緒に配列されており、アース用が足りない場合。アースリード線は、試験基板の離れたアースピンへの接続にも使用することができます。

隣接しない信号ピンと隣接する信号ピンが混在するヘッダーの場合

MSOポッドのスペアキット（PQ221； 1方向、4方向、8方向MSOグランド・クリップおよびMSグ
ランド・リード線を含む）もご利用いただけます。

PicoScope displays analog and digital channels, selected digital inputs and groups

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ （オプション）
TA369 MSOポッド
アクティブMSOポッドを1つか2つ追加すると、PicoScope 6000EシリーズをアップグレードしてMSO機能を搭載させることができます。各ポッドには、試験中の回路に接続するMSOプローブを終端とするフライングリード（取り外し不可）が8本ついています。
アクティブMSOポッドにより、MSO入力を試験中の装置の近くに配置することができるため、負荷を最小限にして最大限にパフォーマンスを引き出すことができます。
MSOポッドは、0.5 mのデジタルインターフェースケーブルを使って、スコープ前面パネルの2つのデジタルインターフェースポートのいずれかに接続します。電源はスコープから供給します。
PicoScope 6000Eシリーズのすべてのモデルが最大2つのMSOポッドに対応しています。
革新的なシングル・マルチウェイグランドクリップにより、エンジニアが行ったレイアウトに関わらず、すべての信号ピンおよび二列ヘッダーのアースピンに素早く柔軟に接続することができます
。

機能：
•
•
•
•
•
•
•

ポッドごとにデジタル入力8個
帯域幅500 MHz、1 Gb/s
16のデジタルチャンネルで5 GS/sサンプリング
最小パルス幅1 ns
試験中の装置への負荷最小：101 kΩ ∥ 3.5 pF
2列、2.54 mmピッチのヘッダに簡単に接続可能な革新的グランドクリップ
グランドリード8本およびミニ試験フック12個同梱

MSOポッドのスペアキット（PQ221；1ウエイx 8、4ウエイx1、8ウエイx 1のMSOグランドクリッ
プおよびMSOグランドリード x 8を含む）もご利用いただけます。

ヘッダーの一列に信号ピン、
もう一列にアースピンがある場合。

ヘッダーに信号ピンが一緒に配列されており、アース用が足りない場合。アースリード線は、試験中の装置のリモートアースピンへの接続にも使用することができます。

非近接信号用および近接信号用ピンが混ざっているヘッ
ダー向け。

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ （ オプション ）プローブポジショニングシステム
Pico オシロスコープのプローブポジショニングシステムは、検査やテスト中に回路基板をしっかりと固定し、ハンズフリーで複数のプローブの位置を固定できます。
キットには、スチールのベースプレートに磁石で固定するベースを備えたなフレキシブルなプローブホルダが含まれています。 プローブをホルダーに取り付けて、回路基板上のテストポイントと接触するように位置を決め、固定して測定できます。
スチールのベースプレートは鏡面仕上げされており、PCB の下側にあるステータス LED などの表示が反射して見やすくなっています。

プローブポジショニングシステム・キット内容
項目
PCB ホルダー
ベースプレート 210 x 297 mm
PCB ホルダー用絶縁セット
Pico プローブホルダー、 2.5 mm
ケーブルホルダーセット； チャンネル A-D
ケーブルホルダーセット； チャンネル E-H
P2056 500 MHz 10:1 受動プローブ

PQ215 kit
4
1
1
4
1
1

PQ219 kit
4
1
1
8
1
1
4

4 本のプローブを備えた 4 また 8 チャンネル オシロスコープをは 8 チャンネルのスコープを所 4 本のプローブから 8 本のプ有している場合、このキットは理 ローブに増やし、8 本のプロー
想的なアドオンです。
ブ ホルダーを追加します。

PQ218 kit
4
1
1
追加のプローブホルダー4本

受動アナログ・ハイ＆ロー・インピーダンス・プローブ
P2056 500 MHz および P2036 300 MHz ハイ・インピーダンス受動プローブはオシロスコープに付属していますが、別途購入することもできます。 尚、PicoScope 6428E-D にはプローブは付属していません。
単一または2個パックで提供されるこれらのプローブは、プローブ検出用BNCコネクタを備えており、オシロスコープにより10:1 アッテネーションが自動的に認識されます。 また、オシロスコープに適合するように高周波特性が調整されています。
BNCコネクタ付のTA062 1.5 GHz ロー・インピーダンス 10:1 受動プローブは、単一パックで個別に入手可能です。
単一のプローブパックには総合的なアクセサリが、2個パックには基本的なアクセサリが同梱されます。その他のアクセサリは、P2056 および P2036
ユーザー ガイドに記載されています。

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000E シリーズ仕様
PicoScope モデル:

6426E

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

垂直 （アナログチャンネル）入力チャンネル
帯域幅(–3 dB)

4

4

50 Ω

1 GHz

750 MHz

1 MΩ

500 MHz< 350 ps

< 475 ps

立上り時間
50 Ω
(10% to 90%,
−2 dB フルスケール) 1 MΩ

< 850 ps

8

4500 MHz

4

4

1 GHz

750 MHz

500 MHz< 350 ps

< 475 ps

84

4500 MHz

300 MHz< 1.3 ns

4
3 GHz[1]N/A
150 ps[1]< 850 ps

< 850 ps

< 850 ps

20 MHz20 MHz, 200 MHz

20 MHzN/A[1] レンジ±500 mV、2.5 GHz/180 ps（最大スルーレート3600 V/μsによる）帯域制限

20 MHz, 200 MHz

垂直分解能

8, 10 or 12 ビット FlexRes

拡張垂直分解能(ソフトウエア処理による)

ADC分解能の最大4ビット超入力コネクタBNC(f)、 x10 プローブ・リードアウト・ピン対応

入力 特性

50 Ω

1 MΩ
50 Ω
入力カップリング
1 MΩ
入力感度

入力レンジ
（フルスケール）

50 Ω ±3%50 Ω ±3%1 MΩ

2 mV/div ～ 4 V/div (垂直10 div)

50 Ω

±10 mV, ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V

1 MΩ±10 mV, ±20 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10V, ±20 V± （信号の1% + 1 LSB）

50 Ω ±1%N/A

2 mV/div ～ 1 V/div (垂直10 div)

DC オフセット精度

50 Ω ±2%

1 MΩ ±0.5% ∥ 12 pF ±1 pF
DC
AC/DC

50 Ω

DC ゲイン精度

8, 10 or 12 ビット
FlexRes

8 ビット 固定50 Ω ±2%

N/A± （信号の0.5% + 1 LSB）

N/A
10 mV/div ～100 mV/ div(垂直10 div)
N/A
±50 mV±100 mV,±200 mV,±500 mV
N/A± （信号の2% +1 LSB）± （フルスケールの2% + 500 μV)± （信号の1.5% + 1 LSB）

± （フルスケールの1% + 250 µV）
オフセット精度は、PicoScopeのゼロオフセット機能を使用すると向上します。

LSB サイズ（量子化ステップサイズ）
アナログオフセット・レンジ（垂直位置調整）

8 ビットモード

入力レンジの < 0.4%

10 ビットモード

入力レンジの < 0.1%

12 ビットモード
50 Ω
1 MΩ

アナログオフセットコントロール精度

入力レンジの < 0.1%
N/A

入力レンジの < 0.025%±125 mV (±10 mV ~ ±100 mV レンジ)
±1.25 V (±200 mV ~ ±1 V レンジ)
±5 V (±2 V & ±5 V レンジ)
±1.25 V (±10 mV to ±1 V ranges)±20 V (±2 V to ±20 V ranges)±125 mV (±10 mV ~ ±100 mV レンジ)
±1.25 V (±10 mV ~ ±1 V レンジ)
±1.25 V (±200 mV ~ ±1 V レンジ)
±20 V (±2 V & ±5 V レンジ)
±5 V (±2 V & ±5 V レンジ)

±1.25 V (±10 mV ~ ±1 V レンジ)
±20 V (±2 V & ±5 V レンジ)

入力レンジの< 0.025%±400 mV(±50 mV ~±500 mV レンジ)
N/A

上記DC精度に加えてオフセット設定の±0.5%

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル:

過電圧保護

6426E

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

1 MΩ

±100 V （DC + AC ピーク） 最大10 kHz

N/A

50 Ω

5.5 V RMS max, ±10 V pk max

3 V RMS max,
±6 V pk max

垂直 （デジタル・チャンネル： TA369 8-channel MSO ポッド使用)
入力チャンネル

MSOポッドごとに8チャンネル、最高2ポッド/16チャンネルに対応

検出可能最高入力周波数

500 MHz (1 Gb/s)

検出可能最小パルス幅

1 ns

入力コネクタ（プローブチップ）

各チャンネルの信号および接地ソケットを千鳥配置し、0.64 ~ 0.89 mm の丸ピンまたは 0.64 mm 角ピン、2.54 mm ピッチに対応できます。

入力特性

101 kΩ ±1% ∥ 3.5 pF ±0.5 pF

しきい値レンジ＆分解能

5 mV ステップで±8 V

しきい値精度± （100 mV + しきい値設定の 3%）

しきい値の
グループ

PicoScope 7

8チャンネル毎に、しきい値設定

PicoSDK

各チャンネル毎にしきい値設定

しきい値選択プローブ先端の最大入力電圧
最小入力電圧振幅

TTL, CMOS, ECL, PECL, ユーザ定義±40 V （最大10 MHz）、500 MHzで±5 Vまで直線的に低下
最高周波数で 400 mV pp

ヒステリシス (DC)8チャンネル・ポッド毎に選択可能なヒステリシス； 約 50 mV, 100 mV, 200 mV, 400 mV

最小入力スルーレート

リミット無し水平
最高サンプルレート（リアルタイム、8 ビットモード）
1 アナログ・チャンネル

10 GS/s

1-2 MSOポッド（ アナログ・チャンネル無） 5 GS/s

5 GS/s

1 アナログ・チャンネル＋ 1 MSO ポッド
2アナログ・チャンネル、MSO ポッド無5 GS/s[2]5 GS/s[3]5 GS/s[2]5 GS/s[3]5 GS/s[2]アナログ・チャンネル およびMSOポッド
合わせて4チャンネルまで
アナログ・チャンネル および MSOポッド
合わせて8チャンネルまで

2.5 GS/s

2.5 GS/s[4]2.5 GS/s

2.5 GS/s[4]2.5 GS/s

8チャンネル以上 （MSO合わせて）

N/A

625 MS/s

N/A

625 MS/s

N/A

2アナログ・チャンネル＋1-2 MSOポッド

2.5 GS/s[2]1.25 GS/s

5 GS/s[2]2.5 GS/s

1.25 GS/s
N/A

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル:

6426E

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

最高サンプルレート （リアルタイム 10 ビットモード）
アナログチャンネル又はMSOポッドの1ch 5 GS/s
アナログチャンネル及びMSO ポッド合
2.5 GS/s
わせて2チャンネルまで
アナログチャンネル及びMSO ポッド合1.25 GS/s
わせて4チャンネルまで
アナログチャンネル及びMSO ポッド合625 MS/s
わせて8チャンネルまで
8チャンネル以上（MSOポッド合わせて）

N/A

5 GS/s
2.5 GS/s[4]2.5 GS/s

2.5 GS/s
N/A

1.25 GS/s
625 MS/s

312.5 MS/s N/A

N/A

最高サンプルレート （リアルタイム 12 ビットモード）
アナログチャンネル及びMSO ポッド合わ
1.25 GS/s[2]1.25 GS/s[3] 1.25 GS/s[2]せて2チャンネルまで[2] AB 及び CDそれぞれから1チャンネル以下[3] ABCD 及び EFGHそれぞれから1チャンネル以下[4] AB, CD, EF, GHのそれぞれから1チャンネル以下
PicoScope 7~39 MS/s （アクティブチャネル間で分割、PCにより異なる）
最高サンプル
レート USB
3.0 ストリーミン
グモード

PicoSDK~312 MS/s (8 ビットモード)~156 MS/s (10/12 ビットモード)

N/A

1.25 GS/s[2]~312 MS/s~312 MS/s（8 ビットモード）~156 MS/s（10/12 ビットモード）

1.25 GS/s

1.25 GS/s（8 ビットモード）
625 MS/s（10/12 ビットモード）（アクティブチャネル間で分割、PCにより異なる）
オンデバイスバッファへの最大サンプル
レート（ダウンサンプルのデータの連続
USBストリーミング、PicoSDKのみ）

1.25 GS/s （8 ビットモード）
625 MS/s （10/12 ビットモード）（使用中のチャンネル間で分割）
4 GS （8 ビットモード）
2 GS （10/12 ビットモード）

キャプチャ・メモリ

4 GS （8 ビットモード）
2 GS（10/12 ビットモード）

2 GS

1 GS

400 ms200 ms

400 ms （8 ビット）
400 ms （10 ビット）1600 ms （12 ビット）

1 000 000

2 000 000

（使用中のチャンネル間で共有）
最高サンプル
レートでの最大
単一取得期間PicoScope 7

200 msPicoSDK

800 ms （8 ビット）; 400 ms （10 ビット）; 1600 ms （12 ビット）

キャプチャメモリ PicoScope 7（連続ストリーミン
グ）
PicoSDK

250 MS

波形バッファ
（セグメント数）

PicoScope 7

40 000

PicoSDK

2 000 000

全デバイスメモリを使用したバッファリング （キャプチャのトータル期間のリミット無し）

タイムベース・レンジ

1 ns/div ~ 5000 s/div

初期タイムベース精度±2 ppm

500 ps/div ~ 5000
s/div

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル:

6426E

タイムベース・ドリフト±1 ppm / 年

ADCサ ン プ リ ン グ

使用中のアナログおよびデジタルチャンネルすべてで同時サンプリング

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

外部 リファレンス・クロック
入力特性

ハイ・インピーダンス、 AC カップリング （ > 1 kΩ @ 10 MHz）

入力周波数レンジ

10 MHz ±50 ppm

入力コネクタリア・パネルのBNC（専用）

入力レベル

200 mV ~ 3.3 V （ピーク・ピーク値）

過電圧保護±5 V ピーク （max）

外部リファレンス・クロックは、スコープとAWGの両方を同期。

ダイナミック・パフォーマンス （代表値）
2500:1 （±10 mV ~ ±1 V レンジ）
600:1 （±2 V ~ ±20 V レンジ）

クロストーク

1200:1 （±10 mV ~ ±1 V レンジ） 2500:1 （±10 mV ~ ±1 V レンジ）
300:1 （±2 V ~ ±20 V レンジ）
600:1 （±2 V ~ ±20 V レンジ）

1200:1 （±10 mV ~ ±1 V レンジ）
300:1 （±2 V ~ ±20 V レンジ）

1000:1 （500 MHzまで）
200:1 （3 GHzまで）（DCから影響を受けるチャンネルの帯域幅まで； 同じ電圧レンジ）
8 ビットモード– 5 0 dB
高調波歪
（1 MHz フルスケール 10/12 ビットモード – 6 0 dB
にて）

N/A

SFDR （1 MHz フルスケールにて）> 60 dB （±50 mV ~ ±20 V レンジ）

> 50 dB （±50 mV ~ ±20 V レンジ）ノイズ

< 150 μV RMS （最高感度のレンジ）< 200 μV RMS （最高感度のレンジ）

リニアリティ

8 ビットモード< 2 LSB

10 ビットモード< 4 LSB

帯域幅フラットネス(+0.3 dB, – 3 dB) DC から全帯域幅

低周波数フラットネス< ±3% （または ±0.3 dB）； DC ~ 1 MHz

N/A−60 dB> 60 dB （ ±50 mV ~±500 mV レンジ）
< 700 μV rms（±50 mV レンジ）
< 4 LSB(+1 dB, −3 dB)
DC から全帯域幅

トリガ
ソース
トリガ・モード

アナログチャンネルのいずれか、AUXトリガ、オプションのTA369 MSOポッドを使用したデジタルチャンネル無し、オート、 リピート、 シングル、 ラピッド（セグメント・メモリ）
エッジ（立上り、立下り、立上りまたは立下り）、ウィンドウ（入口、出口、入口または出口）、パルス幅（正または負のパルス、またはいずれか）、ウィンドウ・パルス幅（時間内、ウィンドウ外またはいずれか）、レベル・ドロップアウト（高/低、またはいずれか）、ウィンドウ・ドロップアウト（内、外、またはいずれかを含む）、インターバル、ラント（正または負）、遷移時間（立がり/立下り）、ロジック

拡張トリガ（アナログチャンネル）トリガ感度（アナログチャンネル）拡張トリガ（デジタルチャンネ
ル、オプションのMSOポッド使用）

プリトリガ・キャプチャ

ロジックトリガー機能：
任意の数のトリガーソース（アナログ・チャンネル、MSOポート、AUX入力）のANDまたはOR関数
最大4つのトリガーソースおよびAUX入力のNAND/NOR/XOR/XNOR
最大4つのトリガーソールおよびAUX入力のユーザー定義によるブール関数（PicoSDKのみ）
デジタルトリガにより1 LSBの精度 （最大でスコープの全帯域幅、調整可能ヒステリシス）
エッジ、パルス幅、ドロップアウト、インターバル、パターン、ロジック （ミックスドシグナル）

キャプチャ・サイズの100%まで

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル:
ポスト・トリガ
ディレイ

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

PicoScope 7

0 ~ > 4x10 サンプルまで1サンプル・ステップで設定可能 （5 GS/s での遅延範囲は 200 ps ステップで 0.8 秒）

PicoSDK

0 ~ > 1x1012 サンプルまで 1サンプル・ステップで設定可能 （5 GS/s での遅延範囲は 200 ps ステップで >200秒）

ラピッド・トリガモード・リアーム時間
最大トリガ・
レート

6426E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

9

700 ns（max)、 300 ns（代表値）； １チャンネル、5 GS/s

PicoScope 7

40 000 波形／12 ms

PicoSDK

最大メモリ・セグメント数までの波形の数 (1 秒あたり 600 万波形の速度）

波形更新レート

PicoScope 7 高速パーシスタンスモードで、1秒間に最大300,000波形

トリガ・タイムスタンプ

各波形には、サンプルインターバルの分解能で前の波形からの時間のタイムスタンプが付けられます。時間は、設定が変更された場合にリセットされます。

補助トリガ
コネクタの種類

リア・パネル BNC

トリガ・タイプ （オシロスコープ）

エッジ、パルス幅、ドロップアウト、インターバル、ロジック

トリガ・タイプ （AWG）

立上りエッジ、立下りエッジ、ゲート高、ゲート低入力帯域幅> 10 MHz

入力特性

2.5 V CMOS ハイ・インピーダンス入力、 DC カップリング

しきい値

1.25 V 固定 （2.5 V CMOSに適合）

ヒステリシス

1 V max (VIH < 1.75V, VIL > 0.75V)

過電圧保護±20 V ピーク max

ファンクション・ゼネレータ
標準出力信号

正弦波、矩形波、三角波、DC電圧、ランプアップ、ランプダウン、シンク、ガウス、正弦半波

出力周波数精度

正弦波／矩形波: 100 μHz ~ 50 MHz O
その他波形: 100 μHz ~ 10 MHz
オシロスコープのタイムベース精度 ± 出力周波数分解能

出力周波数分解能

0.002 ppm

スイープ・モード

アップ、ダウン、デュアル（選択可能なスタート/ストップ周波数および増分）

スイープ周波数レンジ

正弦波／矩形波: 0.075 Hz ~ 50 MHzそ
その他波形: 0.075 Hz ~ 10 MHz
PicoSDK使用で100 μHzまでの掃引周波数を使用可能（制限あり）

出力周波数範囲

スイープ周波数 PicoScope 7
分解能
PicoSDK

0.075 Hz

トリガ

フリーラン、または1～10億サイクルカウント、または周波数スイープ。スコープ、AUX、または手動でトリガ可能。

ゲーティング

波形出力は、AUXトリガ入力またはソフトウェアからゲーティング（停止）できます。

疑似出力信号

ホワイトノイズ； 選択可能振幅および出力電圧範囲内のオフセット
擬似ランダム・バイナリシーケンス（PRBS）；出力電圧範囲内で選択可能な高/低レベル、最大50 Mb/sまで選択可能なビットレート

出力電圧レンジ±5 V （オープン）; ±2.5 V （50 Ω入力）

出力電圧調整全レンジ以内、< 1 mVステップで、信号振幅およびオフセット調整可能

DC 精度±（出力電圧の0.5% + 20 mV）

振幅フラットネス

50 Ω への正弦波:；< 2.0 dB （~50 MHz)
矩形波: < 0.5 dB （~50 MHz）
他の波形: < 1.0 dB （~1 MHz）, < 2.0 dB （~10 MHz) ；sinc 以外

100 μHzまでの掃引周波数解像度を使用可能（制限あり）

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル；

6426E

6425E

6824E

SFDR

70 dB (10 kHz 1 V pp サイン波、 50 Ω 負荷)

出力ノイズ< 700 μV RMS (DC 出力、フィルタ・オン、50 Ω 負荷)

出力抵抗50 Ω ±3%

コネクタ

リア・パネル BNC

過電圧保護±20 V ピーク max

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

任意波形ゼネレータ
更新レート< 0.002 ppm 分解能で、< 1 S/s ~ 200 MS/s

バッファサイズ

40 kS

垂直分解能

14 ビット （出力ステップサイズ < 1 mV）

アナログフィルタ

50 MHz 選択フィルタ （5 ポール、30 dB／オクターブ）

帯域幅(−3 dB)

フィルタなし100 MHz

フィルタあり50 MHz

立上り時間(10% ‐ 90%)

フィルタなし3.5 ns

フィルタあり6 ns

スイープモード、トリガ、周波数精度＆分解能、電圧レンジ＆精度、出力特性はファンクション・ゼネレータと同じ。
プローブ・サポート
インテリジェントプローブ・インターフェース A3000 シリーズ ・アクティブ プローブをサポートする 4 チャネルのインテリジェント プローブ インターフェイスは、電源を供給し、プローブをコントロールします。
プローブ検出Pico P2036、P2056 x10 受動プローブ、および A3000 シリーズ アクティブ プローブの自動検出。

プローブ補正ピン

1 kHz、2 V pp 矩形波、 600 Ω、< 50 ns 立上り時間

スペクトラムアナライザ
周波数レンジDC -1 GHz

DC - 750 MHz

DC - 500 MHz

DC - 1 GHz

表示モード

ノーマル、アベレージ、ピーク・ホールド

Y軸

ログ （dBV, dBu, dBm, arbitrary dB）、リニア （ボルト）X軸
窓関数

リニア、ログ
矩形、ガウス、三角、ブラックマン、ブラックマン・ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ

FFT ポイント数

128 から 100万ポイントまで、2 のべき乗で選択可能

DC - 750 MHz

DC - 500 MHz

DC -300 MHz

DC - 3 GHz

演算チャンネル関数
オペランド（変数）−x, x+y, x−y, x*y, x/y, x^y, sqrt, exp, ln, log, abs, norm, sign, sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan, sinh, cosh, tanh, delay, average, frequency, derivative, integral, min, max,peak, duty, highpass, lowpass, bandpass, bandstop, coupler, top, base, amplitude, positive overshoot, negative overshootA ~ H （入力チャンネル）、 T （時間）、リファレンス波形、π、1D0 ~ 2D7 （デジタルチャンネル）、（定数）自動測定

スペクトラムモード

AC RMS、サイクルタイム、DC平均、デューティサイクル、エッジカウント、立下り時間、立下りエッジカウント、立下りレート、周波数、高パルス幅、低パルス幅、 最大、最小、負のデューティサイクル、ピークツーピーク、立上り時間、立上りエッジカウント、立上りレート、真の実効値、トップ、ベース、振幅、正のオーバーシュート、負のオーバーシュート、
位相
ピークの周波数、ピークの振幅、ピークの平均振幅、トータルパワー、THD%, THD dB, THD+N, SINAD, SNR, IMD

統計

最小、最大、平均、標準偏差スコープモード

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル：

6426E

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

DeepMeasure
サイクル数、サイクル時間、周波数、低パルス幅、高パルス幅、デューティサイクル（高）、デューティサイクル（低）、立上り時間、立下り時間、アンダーシュート、オーバーシュート、最大電圧、最小電圧、
ピークツーピーク電圧、スタート時間、終了時間

パラメータ
シリアル・デコード

1-Wire, ARINC 429, BroadRReach, CAN, CAN FD, CAN J1939, CAN XL, DALI, DCC, DMX512, Ethernet 10BASE-T, Extended UART, Fast Ethernet 100BASE-TX, FlexRay, I2C, I2S, I3C
BASIC v1.0, LIN, Manchester, MIL-STD-1553, MODBUS ASCII, MODBUS RTU, NMEA-0183, Parallel Bus, PMBus, PS/2, PSI5 (Sensor), Quadrature, RS232/UART, SBS Data, SENT
Fast, SENT Slow, SENT SPC, SMBus, SPI-MISO/MOSI, SPI-SDIO, USB (1.0/1.1), Wind Sensor

プロトコル
マスクリミット・テスト
統計

パス／フェイル、フェイルカウント、トータルカウント

マスク作成

波形からの自動作成、またはファイルから取込み

ディスプレイディスプレイ・モード

スコープ、XY表示、パーシスタンス、スペクトラム

補間

リニア または sin(x)/x

パーシスタンス・モード

時間、周波数、高速

出力ファイル形式

csv, mat, pdf, png, psdata, pssettings, txt

出力機能

クリップボードにコピー、プリント

データ転送

取込波形データのPCへのUSB転送レート
ハードウエア高速処理による波形
表示レート

USB 3.0 使用； PCに依存； 8 ビットモード： 最高 360 MS/s、 10／12 ビットモード： 最高 180 MS/s
USB 2.0使用； PCに依存； 8 ビットモード； 最高 40 MS/s、10／12 ビットモード： 最高 20 MS/s
ハードウェア高速処理により、1秒につき最大4 GSのデータを画面に表示可能（8 ビットモード、4 チャンネル、最高サンプルレートでチャンネル毎に 500 M S ）

一般仕様
PC 接続

USB 3.0 SuperSpeed （USB 2.0 互換）

PC コネクタ

USB Type B

電源

付属のACアダプタから12 V DC、Max 5 A （スコープのみ）または、スコープが電源供給するアクセサリを含め7 A

アース端子

ワイヤまたは4 mmプラグ対応のアース端子（背面パネル）

温度管理

低ノイズの自動スピードコントロール・ファン

サイズ

245 x 192 x 61.5 mm

質量

2.2 kg （スコープのみ）
5.6 kg （キャリーケース、ACアダプタ、ケーブル類含む）

温度環境

湿度環境

動作

0 to 40 °C

精度保証

15 to 30 °C （20分のウオームアップ後）

保管– 2 0 to +60 °C

動作

相対湿度； 5 to 80 % （結露無し）

保管

相対湿度； 5 to 95 % （結露無し）

高度範囲

最高 2000 m

汚染度

EN 61010 汚染度 2: ”結露による一時的な導電性を除き、非導電性汚染のみが発生します。”

安全適合EN 61010-1:2010 + A1:2019 準拠の設計

EMC 適合EN 61326-1:2013 and FCC Part 15 Subpart B に従って試験

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope モデル：

6426E

環境適合

RoHS、 REACH、WEEE

保証

5年

6425E

6824E

6424E

6406E

6405E

6804E

6404E

6403E

6428E-D

ソフトウエア
Windows ソフトウエア (64-bit)[5]PicoScope 7,、PicoLog 6,、PicoSDK （独自のアプリを作成する場合は、GitHub の Pico Technology 組織ページですべてのプラットフォームのサンプル プログラムを見つけることができます)。
PicoScope 6 は、2022 年までに購入された製品をサポートする古いOSで利用できる場合がありますmacOS ソフトウエア (64-bit)[5]PicoScope 7,、PicoLog 6、PicoSDKLinux ソフトウエア (64-bit)[5]PicoScope 7 ソフトウエア＆ドライバ、 PicoLog 6 （ドライバ含む）
ドライバのみをインストールする場合は Linux Software and Drivers を参照して下さい。

Raspberry Pi 4B（Raspberry Pi OS）[5]PicoLog 6 （ドライバ含む）
ドライバのみをインストールする場合は Linux Software and Drivers を参照して下さい。

[5] 詳細は picotech.com/downloads を参照して下さい。

サポート言語PicoScope 7
PicoLog 6

PC 条件

英語（米国）、英語（英国）、ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フランス語、韓国語、クロアチア語、イタリア語、ハンガリー語、オランダ語、日本語、ノルウェー
語、ポーランド語、ポルトガル語（ブラジル）、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロベニア後、セルビア語、フィンランド語、スウェーデン語、トルコ語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）
中国語（簡体字）、オランダ語、英語（英国）、英語（米国）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語
プロセッサ、メモリ、ディスク容量：OSの要件に応じて
ポート：USB 3.0（推奨）または2.0（対応）MSO ポッド寸法
デジタルインターフェース・ケーブル長

500 mm （スコープからポッド迄）

プローブ・リード長

225 mm （ポッドからプローブ迄）

ポッドサイズ
プローブサイズ75 x 55 x 18.2 mm
34.5 x 2.5 x 6.7 mm （アースクリップ含む）

PicoScope® 6000Eシリーズ

キットの同梱物
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープキット
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PicoScope 6000EシリーズPCオシロスコープ
PicoScope 6403E：P2036 300 MHz 10:1受動プローブ（4）PicoScope 6428E-D: 同梱プローブ無し
その他のモデル：P2056 500 MHz 10:1受動プローブ（4）ユーザーガイド
12 Vの電源アダプター、ユニバーサル入力
PSE 電源ケーブル（日本）USBケーブル1.8 m
保管・持ち運び用ケース

TA369 MSOポッドキット
•
•
•
•
•
•
•
•

TA369 8チャンネルMSOポッド
MSOテストフック（12個パック）
MSOアースリード線（8）MSOアースクリップ1ch（8）MSOアースクリップ4ch
MSOアースクリップ8ch
MSOデジタルインターフェースケーブル
保管・持ち運び用ケース

PQ221 MSOポッド・スペアキット••••

MSOアースクリップ8ch
MSOアースクリップ4ch
MSOアースクリップ1ch（8）MSOアースリード線（8）

（1ch）

（１本）

A3000アクティブオシロスコーププローブキット：
PQ254 A3136プローブ1.3 GHz
PQ265 A3076プローブ750 MHz
各プローブのキットには、以下のパーツが同梱されます：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

プローブチップ（10個パック）
スプリングチップ（10個パック）
ケーブルピン（10個パック）
アースブレード（2サイズのパック、各2個）
アースリード線（2）チャンネル用カラーマーカ（8色、各2個）
金メッキ銅線0.3 mm (30 SWG)
マイクロSMDピンサー（黒）マイクロSMDピンサー（赤）ジョッグルアダプター（2個）
キャリーケースクイックスタートガイド

全ての交換用プローブアクセサリは、www.picotech.com を参照して下さい。

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ（オプション）
発注コード
説明
MSO ポッド
TA369
PicoScope 6000E シリーズ用 8 チャンネルMSOポッドキット
MSO ポッド用交換アクセサリ
PQ221
MSO ポッド・スペアキット
TA139
MSO テストフック（12個パック）
TA365
MSO デジタル・インターフェース・ケーブル
プローブ・ポジショニング・システム
TA102
2足プローブホルダ
4 チャンネルプローブホルダーおよび PCB ホルダーキット（プローブなし）
PQ215
PQ219
PQ218
受動プローブ
PQ067
PQ066
TA274
TA275
TA278
TA279
TA282
TA283
TA272
TA273
TA276
TA277
TA280
TA281
TA062
TA437
TA480
TA436
TA479
TA065

PicoScope 6000Eシリーズ用 8 チャンネルプローブホルダーアップグレードキット （プローブ 4 本 付）
追加プローブホルダー 4 個
PicoConnect 910 キット： 4～5 GHz RF、マイクロ波およびパルスプローブヘッドモデル*6 個 （ケーブル付）
PicoConnect 920 キット： 6～9 GHz、ギガビット交換可能プローブヘッドモデル*6個 （ケーブル付）
PicoConnect 911： 4 GHz ÷20 AC カップル・プローブ
PicoConnect 912： 4 GHz ÷20 DC カップル・プローブ
PicoConnect 913： 4 GHz ÷10 AC カップル・プローブ
PicoConnect 914； 4 GHz ÷10 DC カップル・プローブ
PicoConnect 915： 5 GHz ÷5 AC カップル・プローブ
PicoConnect 916： 5 GHz ÷5 DC カップル・プローブ
PicoConnect 921： 6 GHz ÷20 AC カップル・プローブ
PicoConnect 922： 6 GHz ÷20 DC カップル・プローブ
PicoConnect 923： 7 GHz ÷10 AC カップル・プローブ
PicoConnect 924： 7 GHz ÷10 DC カップル・プローブ
PicoConnect 925： 9 GHz ÷5 AC カップル・プローブ
PicoConnect 926： 9 GHz ÷5 DC カップル・プローブ
1.5 GHz ロー・インピーダンス受動プローブ、10:1 （BNC付）
P2056 500 MHz 10:1 受動プローブ
P2056 500 MHz 10:1 受動プローブ、2本パック
P2036 300 MHz 10:1 受動プローブ
P2036 300 MHz 10:1 受動プローブ、2本パック
2.5 mm プローブ用拡張アクセサリ・キット

PicoScope® 6000Eシリーズ

アクセサリ（オプション）
発注コード
説明
A3000 アクティブ・プローブ （インテリジェント・プローブ・インターフェース）
PQ254
A3136 アクティブ・プローブ 1.3 GHz
PQ265
A3076アクティブ・プローブ 750 MHz
A3000 プローブ用交換アクセサリ
PQ275
A3000 シリーズ・アクティブ・プローブ・アクセサリ・キット
TA469
プローブ信号チップ（10個パック）
TA470
プローブ・アース・ブレード（2サイズのパック、各2個）
TA501
プローブ・スプリング・チップ（10個パック）
高電圧差動プローブ
TA042
100 MHz 1400 V 差動プローブ 100:1/1000:1 BNC
TA043
100 MHz 700 V 差動プローブ10:1/100:1 BNC
アッテネータTA181
アッテネータ 3 dB 10 GHz 50 Ω S M A (m-f)
TA261
アッテネータ 6 dB 10 GHz 50 Ω S M A (m-f)
TA262
アッテネータ 10 dB 10 GHz 50 Ω S M A (m-f)
TA173
アッテネータ 20 dB 10 GHz 50 Ω S M A (m-f)
S M A ケーブル
TA312
Precision sleeved S M A coaxial cable (60 cm)
TA265
Precision sleeved S M A coaxial cable (30 cm)
アダプタ
TA313
インター・シリーズ・アダプタ SMA(f) ‐ BNC(m), 50 Ω, 3 GHz
電源アダプタPQ247
12 V、 7 A 電源アダプタ、IEC 入力、 DIN 出力、 電源ケーブル（PSE 対応）

PicoScope® 6000Eシリーズ

PicoScope 6000E シリーズのご発注情報
発注コード
PQ303
PQ302
PQ198
PQ201
PQ301
PQ300
PQ197
PQ200
PQ199
PQ344

モデル名
PicoScope 6426E
PicoScope 6425E
PicoScope 6824E
PicoScope 6424E
PicoScope 6406E
PicoScope 6405E
PicoScope 6804E
PicoScope 6404E
PicoScope 6403E
PicoScope 6428E-D

周波数帯域
1 GHz
750 MHz
500 MHz
500 MHz
1 GHz
750 MHz
500 MHz
500 MHz
300 MHz
3 GHz

チャンネル
4
4
8
4
4
4
8
4
4
4

分解能 （ビット）
8 to 128 to 128 to 128 to 12888
8
88 to 12メモリ長 （GS）
4
4
4
4
2
2
2
2
1
4

校正サービス
発注コード
CC051
CC056

説明
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープ（300 MHz、500 MHz）の校正証明書
PicoScope 6000Eシリーズオシロスコープ（750 MHz、1 GHz、3 GHz）の校正証明書

Pico Technologyその他計測器
PicoScope
9400 SXRTO
サンプラー拡張リアルタイ
ムオシロスコープ
5 to 16 GHz

PicoLog TC-08
温度データ・ロガー
8チャンネル 20ビット分解能、−270 °C ~ +1820 °C

PicoVNA
低コスト高性能
6 GHz & 8.5 GHz
ベクトル・ネットワーク・アナ
ライザ

UK global headquarters:

North America regional office:Asia-Pacific regional office:Pico Technology
James House
Colmworth Business Park
St. Neots
Cambridgeshire
PE19 8YP
United Kingdom

Pico Technology
320 N Glenwood Blvd
Tyler
TX 75702
United States

Pico Technology
Room 2252, 22/F, Centro
568 Hengfeng Road
Zhabei District
Shanghai 200070
PR China+44 (0) 1480 396 395
sales@picotech.com

+1 800 591 2796
sales@picotech.com

PicoSource
AS108 8 GHz
アジャイル USB コン
トロールベクトル変
調信号シンセサイザ+86 21 2226-5152
pico.asia-pacific@picotech.com

Errors and omissions excepted.
Pico Technology, PicoScope, PicoLog, PicoSDK, and FlexRes are internationally registered trademarks of Pico Technology Ltd.
GitHub is an exclusive trademark registered in the U.S. by GitHub, Inc. LabVIEW is a trademark of National Instruments Corporation. Linux is theregistered trademark of Linus Torvalds, registered in the U.S. and other countries. macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. andother countries. MATLAB is a registered trademark of The MathWorks, Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the
United States and other countries.
MM105.en-8 Copyright © 2020–2024 Pico Technology Ltd. All rights reserved.

http://www.Keisokuki-land.co.jp/