SALC-210-227

取

扱

説

明

書

電子式三相電流計
SALC-110L[ 1φ2W / 1φ3W / 3φ3W

アナログ出力 ]SALC-210-227

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品を正しく取り扱っていただくために必要な事項について記載されていますので、ご使用の前に必ずお読みください。

安全上のご注意 使用環境及び使用条件
下記の環境下では本製品を使用しないでください。誤動作や故障につながることがあります。
 周囲温度-10～+55℃、
湿度 85％RH を超える場所 (メータ周囲の平均温度が 40℃を超えると寿命低下の原因となります) 腐食性ガスが発生する場所 (腐食性ガス：SO2 / H2S など)
 塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 外来ノイズの多い場所
 標高 1000m を超える場所
 本製品は動作原理上、サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御のインバータ出力を直接計測した場合、誤差が大きくなります。
 屋外盤での使用条件
屋外盤で使用する場合、下記の事項にご注意ください。
 本製品は、防塵，防水，防滴構造ではありません。塵埃の発生する場所は避け、雨や水滴が直接当たらない場所に設置
してください。
 直接日光があたる場所には設置しないでください。ガラス越しであってもできるだけ直射日光が当たらないよう配慮してください。本製品に直射日光が当たりますと液晶や LED の点灯/消灯がわかりづらくなります。また、表面温度上昇
によりケースが変形する恐れがあります。
 取付・接続
取付や配線を行うときは取扱説明書を参照のうえ、下記注意事項を守り専門技術を有する人が行ってください。
 結線は結線図を確認のうえ、行ってください。不適切な結線は機器の故障や焼損、火災の原因となります。
 活線作業は禁止してください。感電・機器の故障・焼損・火災・ガスなど爆発の原因となり大変危険です。
 通電電流に適したサイズの電線を使用してください。不適切な電線の使用は火災の恐れがあります。
 ねじの締付け後、締付け忘れがないことを確認してください。緩んだ状態は火災、誤動作の原因となります。
 端子カバーは感電防止のために取付けていますので、作業終了後は必ず端子カバーを取付けてください。
 使用前の準備本製品を主電源に直接接続する場合には、外部に適切なヒューズを入れてください。
本製品は使用前に設定が必要です。取扱説明書をお読みのうえ、正しく設定してください。設定に誤りがありますと正しく動作しません。
 結露について製品が無通電のとき、設置場所の温度や湿度が急激に変化すると、表示部内側に結露による水滴が付くことがあります。
(表示部中央でフィルタが液晶表示器表面に吸い付き、丸や楕円状の模様が発生します。)
この現象は補助電源を通電し、約 2 時間放置することで無くなります。そのままご使用ください。
 保守・点検 通電中の点検は、危険ですので行わないでください。
 液晶表示部の変色、ケースの破損などが無いこと、配線や取付ねじのゆるみが無いことをご確認ください。
 定期点検における交換部品はありません。
 清掃する場合、乾いた柔らかい布などで軽く拭き取ってください。アルコールなどの有機溶剤や化学薬品、クリーナーなどは使用しないでください。液晶表示面は拭き取り中に表示が点灯することがありますが、これはフィルタに静電気が帯びて起きる現象です。しばらく放置しておきますと自然に放電して元に戻ります。また、フィルタを押したとき、フィルタと液晶表示面が接して丸や楕円状の模様が発生することがありますので、フィルタを強く押さないでください。
 保管
長期間保管する場合は、次の環境下は避けてください。
 周囲温度-20～+70℃、湿度 5～90％RH を超える場所
 日平均温度が 40℃を超える場所
 腐食性ガス及び塵埃の発生する場所
 振動や衝撃の多い場所
 製品にアルミ電解コンデンサを使用していますので、ご購入後なるべく 1 年以内に電源通電をしてください。
1

SALC-210-227
 故障時の処置
故障の場合は原則、現品を引き取り修理することになります。
 廃棄
本製品を燃やしますと、環境に悪影響を与えます。本製品を廃棄する場合は産業廃棄物（不燃ゴミ）としてください。
本製品には水銀部品、ニッカド電池は使用していません。
 保証期間保証期間はご注文主のご指定場所に納入後一年と致します。
 使用
本製品を使用するときは、下記事項に注意してください。
 入力は定格範囲内でご使用ください。定格範囲外での使用は機器が故障する恐れがあります。
 本製品は計測要素により最大値、最小値を保持する機能があります。この値は停電保証されており、電源リセットでもクリアされませんが、電源投入時に入力が加えられない場合、最小値が更新されてしまう場合があります。
このため、電源投入により過去の最小値を保持させるためには、電源投入後 1 秒以内に入力を加えてご使用ください。
 最大値，最小値計測要素
計測要素
最大値計測
最小値計測
電流，需要電流○○ 通電中に端子に触れますと感電しますので注意してください。
 本製品を無断に分解や改造した場合、保証の対象から外れますのでご注意ください。また、改造等で機器の故障や火災などが起こることもあり危険ですので、仕様変更などは当社へご連絡ください。
 設定
本製品は使用前に測定レンジなどの設定及び確認が必要です。初期設定でご使用の場合、設定及び確認の必要はありません。
設定に誤りがありますと、計測や出力が正常に動作しない恐れがあります。設定は取扱説明書を読んでから行ってください。
 初期設定値

出荷時は下記初期設定値となっていますのでご使用条件に合わせて設定を行ってください。
本製品は入力回路が三相 3 線(3φ3W)，単相(1φ2W)，単相 3 線(1φ3W)の共用品ですが、ご注文時に入力回路をご指定された場
合は、ご指定の入力回路の初期設定値で出荷されています。また、入力回路をご指定されていない場合(指定無し)は、三相 3 線の初期設定値で出荷されています。なお、設定品につきましてはご指定の設定で出荷されています。

№

1

2
3
4
5

設定項目
表示パターン
主監視
副監視(左)
表示組合せ
副監視(中央)副監視(右)
バーグラフ
要素
警報出力 (１)復帰方式
接点遅延時間上限値
需要電流検出時限動作
バックライト
明るさ
電流レンジ
測定レンジ
電流表示固有感度
電流レンジ桁数

三相 3 線パターン 1
A(S)
A(R)
なし
A(T)
A(S)
需要電流(各相電流の OR)
自動
0秒
80.0A
0秒
自動消灯
3 (中間)
100.0A
100.0A
4桁2

単相 3 線(R-T-N)
パターン 1
A(R)
A(T)
なし
A(N)
A(R)
需要電流(各相電流の OR)
自動0秒
400.0A0秒
自動消灯
3 (中間)
500.0A
500.0A
4桁

単相パターン 1
A
なし
なし
なし
A
需要電流
自動
0秒
40.00A0秒
自動消灯
3 (中間)
50.00A
50.00A
4桁

SALC-210-227№

設定項目
出力 1 要素
出力 2 要素アナログ出力6
出力 3 要素(１)
電流出力固有感度
低入力カット
7 外部操作入力 (１)電流
8 計測表示 ON/OFF
需要電流
9 入入回路相線切替(２)
バイアス調整
出力 1
スパン調整
アナログ
バイアス調整10 出力調整 出力 2
スパン調整
(１)
バイアス調整
出力 3
スパン調整

三相 3 線
A(S)
A(R)
A(T)
100.0％
OFF
警報リセット
ON
ON
3φ3W
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％

単相 3 線(R-T-N)
A(R)
A(T)
A(N)
100.0％
OFF
警報リセットONON
1φ3W(R-T-N)
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％

単相
A
OFF
OFF
100.0％
OFF
警報リセット
ON
ON
1φ2W
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％
0.0％
100.0％

注(１) オプションが無い場合は、設定項目は表示しません。
注(２) 入力回路相線切替設定を変更すると、設定 1 と設定 2 の値(No.1～8)が切り替えた相線の初期設定値に戻ります。

3

SALC-210-227目

次

1. 概要 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.1 用途 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.2 特長 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
1.3 形名構成 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････

5
5
5
5

2. 各部の名称と機能 ･････････････････････････････････････････････････････････････

6

3. 準備
3.1 取付 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
3.2 配線 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

7
8

4. 操作 ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 9
4.1 スイッチ操作による画面切替え及び機能 ･･････････････････････････････････････ 10
4.2 画面の種類 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 11
4.2.1 計測表示画面 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 11
4.2.2 警報検出画面 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 12
4.2.3 設定画面 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 13
4.3 操作 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.1 主監視表示要素切替 ･････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.2 相表示切替 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 14
4.3.3 設定値確認 ･････････････････････････････････････････････････････････････ 15
4.3.4 設定モード ･････････････････････････････････････････････････････････････ 16
4.3.5 リセット ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 17
5. 設定
5.1 機能一覧 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 19
5.2 設定早見表 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 21
5.3 設定詳細説明 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 24
5.3.1 設定モード 1 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 24
5.3.2 設定モード 2 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 30
5.3.3 設定モード 3 ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 34
6. 仕様
6.1 仕様及び固有誤差 ････････････････････････････････････････････････････････ 35
6.2 性能 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････ 36
6.3 オプション ････････････････････････････････････････････････････････････････ 37
7. 保守・点検
7.1 トラブルシューティング ････････････････････････････････････････････････････ 38
7.2 テスト機能 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 38

4

SALC-210-227

1. 概要
1.1 用途1 台で電流×3・需要電流×3 の計測監視ができます。変圧器、フィーダなどの負荷監視、受電回路の電流計測に最適です。
アナログ出力、警報出力、外部操作入力のオプション追加で、システムに合わせた集中監視ができます。

1.2 特長 三相 3 線，単相，単相 3 線共用タイプを用意。在庫の共通化が可能です。
 バーグラフ 1 計測とデジタル 4 計測を同時に表示。
 アナログ出力 3 回路、接点出力 1 回路が取り出し可能。(オプション)
また、出力要素については設定にて選択が可能です。
 外部操作入力１点にてリセットが可能。(オプション)
また、設定にて警報出力、最大/最小値、警報出力と最大/最小値の選択が可能です。
 電源は AC85～264V，DC80～143V で交流直流両用。
 従来の 110 角の機械式メータと取付方法に互換性あり。取付は対角 2 点。
 バックライト(白色 LED バックライト)機能を装備。また、点灯、消灯、自動消灯の選択及び明るさの設定が可能です。

1.3 形名構成
形名

仕様コード

ＳＡＬＣ－１１０Ｌ－ □ □ □ □ □ － □ □ □取付位置
１：上段取付用
２：下段取付用
Ｆ：取付位置共用
オプション
仕様コード

外部操作入力アナログ出力

接点出力

０－００

なし

なし

なし

１－１１

１回路

DC4～20mA×3 回路

警報 1 回路

補助電源
１：AC85～264V、DC80～143V 共用
入力レンジ
５：5A
入力回路
Ｆ：1φ2W、1φ3W、3φ3W 共用
ハードモデル
Ｄ：R-S-T，バックライト白
Ｅ：R-Y-B，バックライト白
Ｆ：U-V-W，バックライト白5

SALC-210-227

2. 各部の名称と機能
バーグラフ表示部
主監視の計測値をアナログ表示
します。(副監視の計測値をバーグラフ表示する設定も可能です。)

デジタル表示部同時に 4 要素の計測監視ができます。
副監視(左)

副監視(中央)主監視

副監視(右)
最大需要値

目盛数字
測定レンジ設定で自動設定します。

上限設定指標上限設定値を表示します。
単位表示
測定レンジ設定で自動設定します。

設定モードで、設定項目を切替えるスイッチとして使用します。

主監視の計測表示要素を切替えるスイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の計測表示要素に戻ります。
設定モードでは設定値の変更を行うスイッチとして使用します。

連続 1 秒以上押すと、警報及び最大・最小値(主監視に表示している要素)をリセットします。
設定モードでは設定項目を移動(進み)させるスイッチとして使用します。

設定モードに切替えるスイッチとして使用します。3 秒以上押し続けると設定モードに切替わります。
設定モードでは設定値を決定するスイッチとして使用します。

電流の相表示を切替えるスイッチです。
表示切替後、10 分間無操作で元の相表示に戻ります。設定モードでは設定モードを終了させるスイッチとして使用します。
通常の一般計測表示と最大･最小計
測表示を切替えるスイッチです。
設定モードでは、設定項目を移動(戻り)させるスイッチとして使用します。

6

MAX/MIN
一般計測表示

最大･最小計測表示
MAX/MIN

SALC-210-227

3. 準備
3.1 取付け下記外形寸法図、パネルカットを参照の上、厚さ 10mm 以下のパネルに付属の M5 ナットで取付けてください。
締付けトルクは 2.0～2.5N･m としてください。
● 外形寸法図● 取扱上の注意事項
取付：液晶表示器は見る角度によりコントラストが変わりますので、最適な角度となる位置へ取付けてください。
(1) 上段取付用(2) 下段取付用(3) 取付位置共用

60

75

10
10
60

75
60
(横から見た図)60(上から見た図)60(横から見た図)(上から見た図)● 取付(1) 製品をパネルのカット穴に前面からはめ込みます。
この時、ベース下部抜け防止ストッパーまで確実にはめ込んでください。
本製品は、取付時の抜け防止のためのストッパーを備えています。
(2) 付属の取付用 M5 フランジナットにて製品を確実に固定してください。フランジナットの締付けトルクは、2.0～2.5N･m としてください。

7

75

60
(横から見た図)75(上から見た図)SALC-210-227

3.2 配線
下記配線図を参照の上、結線を行ってください。
● 結線図 (４)(1) 1φ2W，アナログ出力(2) 1φ3W，アナログ出力

RS

RNT
CT

CT
LOAD

補助電源

補助電源
LOAD

アナログ出力1
アナログ出力2
アナログ出力3

警報出力アナログ出力1
アナログ出力2
アナログ出力3

警報出力

外部操作入力外部操作入力(3) 3φ3W，アナログ出力
RST
CT

補助電源
LOAD

アナログ出力1
アナログ出力2
アナログ出力3

警報出力
外部操作入力注(３) アナログ出力、警報出力、外部操作入力はオプションとなります。
注(４) 低圧回路の場合、CT の 2 次側接地は不要です。

● 結線上の注意事項(1) 安全のために結線終了後は必ず端子カバーを取り付けてください。
(2) 入力側と出力側の配線は必ず分離し、外来ノイズに対する配慮(誤動作防止)をしてください。
(3) アース端子 E(7 番端子)はシールド効果を上げるため、必ず接地してください。
また、アース端子と大地間の接地抵抗は 100Ω以下としてください。
(4) 本製品と遮断器及び、リレー接点信号線との距離は 30cm 以上とってください。
(5) アナログ出力を直接遠方へ送る際、伝送線路に誘導雷サージ等の影響を受ける恐れのある場合でも、本製品に保護は不要です。
なお、受信器側の機器を保護するために線間サージ保護器及び伝送線路と大地間に 500V 程度の SPD(避雷器)等を受信器側へ設置してください。
(6) 警報出力に誘導負荷を接続する場合、サージキラーを外部に設置する事をお勧めします。
サージキラーの無い場合、接点の寿命が短くなる場合があります。

8

SALC-210-227

4. 操作● スイッチの主な機能

スイッチ

主な機能
3 秒以上押し続けると設定モードに切り替わります。設定モードでは設定値の決定に使用します。

SET

各種警報をリセットします。最大・最小計測表示では、最大・最小値をリセットします。
設定モードでは、設定項目の移動(進み)に使用します。

RESET/SHIFT

設定モードで、設定項目の切り替えに使用します。

MODE
MAX/MIN

通常の計測表示と、最大値・最小値表示を切り替えます。
設定モードでは、設定項目の移動(戻り)に使用します。

＋ ，－

主監視の計測表示要素を切り替えます。設定モードでは設定値の変更に使用します。

DISPLAY

電流の相表示を切り替えます。
設定モードを終了させる場合や、計測要素の表示組合せを元に戻す場合に使用します。

● 便利な機能(1) 計測切替又は相切替を行い、元の画面構成が分からなくなっても DISPLAY を 3 秒以上押し続けるか、10 分間無操作で元の画面構成に戻ります。
(2) 計測切替を行い、元の主監視表示が分からなくなっても、 ＋ 又は － を 3 秒以上押し続けるか、10 分間無操作で元の計測表示要素に戻ります。
(2) 設定モードのまま操作を止めてしまっても 10 分間で表示モードに戻ります。
● 7 セグメント表示
本製品は、計測値の表示以外にも 7 セグメント表示を利用して、各種設定におけるガイダンスを表示しています。
下記に数値表示と、各アルファベットに対応した 7 セグメント表示を示します。

A

N(n)

B(b)

O(o)

C

P

D(d)

Q(q)

E

R(r)

F

S

G

T(t)

H

U(u)

I

V

J

K

未表示

未表示

W

X
未表示

0

1

2

3

4

5

6

9

7

8

9

L

M

Y(y)

Z

SALC-210-227

4.1 スイッチ操作による画面切替え及び機能
本製品はスイッチ操作により、さまざまな画面の切替えを行います。ここでは、スイッチ操作による画面の切替え手順について説明します。

条件：手動復帰設定時

RESET/SHIFT
1 秒押し

瞬時計測表示(通常表示)

警報リセット(出力 及び 表示)
DISPLAY
条件：主監視に該当要素を表示中

MAX/MIN
瞬時計測の
主監視要素で画面を切替最大・最小計測の表示中要素を
主監視に表示最大・最小
計測表示

最大・最小リセット(主監視表示要素)

MAX/MIN

1φ2W 時は機能なし

相表示切替
DISPLAY 3 秒押し
または無操作 10 分

＋ , －

＋
＋
RESET/SHIFT
1 秒押し

主監視表示
要素切替
DISPLAY 3 秒押し
または無操作 10 分

最大・最小リセット(全要素)

RESET/SHIFT
＋
－

設定値確認
DISPLAYまたは無操作 10 秒
SET

3 秒押し

設定モード 1DISPLAYまたは無操作 10 分
SET＋
RESET/SHIFT
3 秒押し

設定モード 2DISPLAYまたは無操作 10 分
SET＋
DISPLAY
3 秒押し

設定モード 3DISPLAYまたは無操作 10 分
SET
＋
MODE
3 秒押し

テストモードDISPLAY

10

SALC-210-227

4.2 画面の種類
4.2.1 計測表示画面
スイッチ操作にて、一時的に主監視の計測表示要素の切替えや、電流の相表示の切替えが可能です。
表示要素を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示要素に戻ります。
電流、需要電流など最大で 4 要素の計測値を表示します。
常に計測表示させたい要素について設定することが可能です。また、スイッチ操作にて最大値、最小値の保持を行う計測要素について、最大値、最小値の表示に切替えることが可能です。
これら最大値、最小値はスイッチ操作にてリセット(その時点の瞬時値に更新)することが可能です。
なお、最大値、最小値は電源リセットでもクリアされず、また、この画面はスイッチ無操作 10 分後も保持されます。

瞬時表示

A(S)表示A(R)表示A(T)表示

計測表示画面・各計測要素の計測表示例(主監視)
計測要素

表示例

備考

電流
A

需要電流
DA

“需要” を表示

最大需要電流MDA“最大”、”需要” を表示

11

最小表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

最大表示

最大･最小表示画面

SALC-210-227

4.2.2 警報検出画面
需要電流計測が上限設定値以上となった時に表示する画面です。需要電流を主監視、副監視いずれかに計測表示している場合、計測値が点滅表示となります。また、警報出力要素に設定した相が検出した場合、画面上段に 上限 需要
Ａ が点滅表示します。
警報検出表示(点滅)

需要 A(S)

上限検出

最大需要 A(S)
点滅

A(S)
復帰
(自動復帰)
検出画面

計測表示画面復帰(手動復帰)
警報リセット操作

警報検出表示(点灯)
点灯

復帰方法が手動復帰設定の場合、上限検出から復帰しても警報検出表示が保持されます。
この場合の復帰は、警報リセット操作が必要です。
警報リセットについては「4.3.5 リセット」を参照してください。
警報要素

需要電流

表示例

上限

検出表示
(警報要素設定時)

警報設定値

12

SALC-210-227

4.2.3 設定画面
各種設定を行う画面です。設定内容により 3 種類の設定モードがあります。
設定モードにおける操作、設定内容の詳細につきましては、｢5.設定｣を参照してください。
① 設定モード 1
計測表示要素、警報出力、警報値、バックライトの設定を行います。
新設定
現在設定
設定 No.

設定モード 1(No.111 表示パターン)② 設定モード 2
測定レンジ、アナログ出力、外部操作入力、計測
表示 ON/OFF の設定を行います。
また、この設定モードにて設定値の初期化が行え
ます。

新設定
現在設定
設定 No.
設定要素

設定モード 2(No.211 電圧レンジ)③ 設定モード 3
入力回路の設定を行います。
また、この設定モードにてアナログ出力の調整を
行えます。

新設定
現在設定
設定 No.

設定モード 3(No.311 入力回路相線切替)

13

SALC-210-227

4.3 操作
4.3.1 主監視表示要素切替
主監視の計測表示要素を切替えます。切替えは＋ －で行います。
この操作は、計測表示、最大･最小表示でも行えます。
なお、計測表示要素を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示要素に戻ります。
最大･最小表示では、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻りません。
無操作 10 分

A(S)表示

－

－

－

－

＋

＋

＋

＋

A(R)表示主監視 A(R)

A(T)表示主監視 A(S) (初期画面)

主監視 A(T)

4.3.2 相表示切替 (三相 3 線，単相 3 線)
表示している全ての電流の相表示を切り替えます。切替えは DISPLAY で行います。
この操作は、計測表示、最大・最小表示で行えます。
なお、相表示を切替えた後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の相表示に戻ります。
最大・最小表示では、スイッチ無操作 10 分後でも元の表示には戻りません。
A(S)表示無操作 10 分

DISPLAYDISPLAY

A(R)表示A(T)表示DISPLAY

14

SALC-210-227

4.3.3 設定値確認
電流レンジ(一次電流)、警報出力設定値等を確認します。確認は RESET/SHIFT と－を同時に押して行い、設定値の切替
えは＋ －で行います。
なお、元の計測表示画面に戻る場合は、 DISPLAY を押して戻ります。また、設定値確認後、スイッチ無操作 10 秒後には自動的に元の計測表示画面に戻ります。
一次電流

A(S)表示RESET/SHIFT
＋
－

＋

－

DISPLAY又は無操作 10 秒

A(R)表示要素表示

A(T)表示

設定値確認画面

計測表示画面

＋

－

警報要素

時限

－

＋

復帰方法
警報要素復帰方法
接点遅延時間(５)接点遅延時間注(５) 警報出力(オプション)が無い場合は、表示されません。

15

需要電流時限需要電流上限値

上限設定値

SALC-210-227

4.3.4 設定モード
各種、設定を行います。設定モードは 3 種類あり、それぞれ操作が異なります。
元の計測表示画面に戻る場合は、 DISPLAY を押して戻ります。また、設定値確認後、スイッチ無操作 10 分後には自動的に元の計測表示画面に戻ります。
設定モードにおける操作、設定内容の詳細につきましては、｢5. 設定｣を参照してください。
・設定モード 1： SET を 3 秒以上押し続けます。
・設定モード 2： SET と RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押し続けます。
・設定モード 3： SET と DISPLAY を同時に 3 秒以上押し続けます。
<参考> この操作は、計測表示、最大･最小表示で行うことができます。
A(S)表示設定 No.
SET 3 秒
SET ＋ RESET/SHIFT 3 秒
SET ＋ DISPLAY 3 秒

A(R)表示【設定モード 1】

A(T)表示

設定要素

計測表示画面DISPLAY又は無操作 10 分
計測表示
画面に戻る【設定モード 2】
設定 No.

【設定モード 3】

16

設定 No.

SALC-210-227

4.3.5 リセット
各種、リセットを行います。リセットには、最大値･最小値のリセット(その時点の瞬時値に更新)、警報出力リセット(警報出力のオフ(手動復帰設定時))があり、それぞれ操作が異なります。
また、それぞれのリセットを行うには、どの計測表示画面から操作を行うかの条件が必要となります。
(1) 警報リセット
オプション付きにて、警報復帰方式を“HOLD(手動復帰)”に設定した警報出力について、リセット(出力オフ)を行います。但し、警報が継続して発生している場合、この操作により出力はオフされません。
また、警報復帰方式を“AUTO(自動復帰)”に設定した場合は、警報復帰に合わせて出力もオフされますので、この操作は不要です。なお、設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。
設定方法については「5.3.2 設定モード 2 (3)外部操作入力設定」、外部操作入力については｢6.3 オプション｣をそれぞれ参照してください。
① 計測表示又は最大・最小計測表示にて RESET/SHIFT を 1 秒以上押し続けます。
<注意> RESET/SHIFT スイッチで警報リセットを行うと、主監視に表示されている計測要素の最大値、最小値もリセットされます。

RESET/SHIFT 1 秒

A(R)表示

計測表示画面A(S)表示A(T)表示リセット完了(2) 最大値･最小値リセット
各種計測値の最大値、最小値についてリセットを行います。このリセットには、計測要素個別に行う方法と、全ての最大値、最小値を一括でリセットする方法の 2 種類があります。
a) 個別リセット
ある特定の最大値、最小値のみについてリセットを行います。この操作により他の最大値、最小値はリセットされません。
① 計測表示又は最大・最小計測表示にてリセットさせたい計測要素を主監視に表示させます。
② RESET/SHIFT を 1 秒以上押し続けます。
<注意> 必ずリセットさせたい最大値・最小値計測要素を主監視に表示させた上で、この操作を行ってください。
また、最大値、最小値リセットを行うと、検出中の警報出力もリセットされます。
瞬時表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

RESET/SHIFT 1 秒

最小表示

最小表示
(リセット)

最大表示

最大・最小計測表示

瞬時表示

最大表示
(リセット)

リセット完了17

SALC-210-227b) 最大値・最小値の一括リセット
全ての最大値、最小値についてリセットを行います。
なお、設定により、外部操作入力にて同様の操作を行うことができます。設定方法については「5.3.2 設定モード 2(3) 外部操作入力設定」、外部操作入力については「6.3 オプション」をそれぞれ参照してください。
① 計測表示又は最大・最小計測表示にて RESET/SHIFT と＋を同時に 1 秒以上押し続けます。
瞬時表示

最小～最大の範囲をバーグラフで表示

RESET/SHIFT ＋ ＋ 1 秒

最小表示

最大表示

最小表示
(リセット)

最大・最小計測表示

瞬時表示

最大表示
(リセット)

リセット完了(3) 警報リセット及び最大値･最小値の一括リセット
外部操作入力にて警報のリセットと全ての最大値、最小値についてリセットを行うことができます。
設定方法については「5.3.2 設定モード 2 (3)外部操作入力設定」、外部操作入力については｢6.3 オプション｣をそれぞれ参照してください。

18

SALC-210-227

5. 設定< 注意 >
ご購入後、入力回路設定を変更する場合は、必ず設定モード 3 の入力回路設定から設定を行ってください。
他の設定を変更後に、入力回路設定を変更すると、設定モード 3 の設定値を除く全ての設定値が変更後の入力回路の初期値に戻ってしまいます。

5.1 機能一覧
本製品は前面スイッチで様々な機能を設定することができます。
<注意> ご注文時に入力回路を指定していない場合は、三相 3 線の初期設定値にて出荷しています。
設定モード 1

機能一覧

設定
番号

機能

111

表示パターン

デジタル 4 表示とバーグラフ表示の組合せパターンを設定します112

主監視

デジタル主監視の表示要素を設定します113

副監視(左)

デジタル副監視(左)の表示要素を設定します114

副監視(中央)デジタル副監視(中央)の表示要素を設定します115

副監視(右)

デジタル副監視(右)の表示要素を設定します

116

バーグラフ

バーグラフの表示要素を設定します

初期設定値

機能の内容説明パターン 1
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相

三相 3 線
121AL
(６)

警報要素

警報の出力要素を設定します

単相 3 線
単相

122AL
(６)
123AL
(６)

○
A(S)
A(R)
A
A(R)
A(T)
なし

なし
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線
単相

重要
設定

A(T)
A(N)
なし
A(S)
A(R)
A
DA (各相電流の OR 検出)
DA (各相電流の OR 検出)
DA

参照
頁
24～
26

○

24～
26

○

24～
26

○

24～
26

○

24～
26

○

24～
26

○

27

警報復帰方式警報の復帰時の出力動作を設定します

自動復帰

27

警報接点遅延時間

警報の接点遅延時間を設定します

0秒

27

131H

需要電流上限値

需要電流の上限警報値を設定します

フルスケールを 100％として 80％28132

需要電流時限需要電流の時限を設定します

0秒

141

バックライト動作

バックライトの点灯/消灯を設定します。

自動消灯

29

142

バックライト明るさ

バックライトの明るさを設定します。

3（中間）

29

注(６)オプションが無い場合は、設定項目は表示しません。

19

○

28

SALC-210-227

設定モード 2

機能一覧

設定
番号

機能

211

電流レンジ

電流測定レンジ(一次電流)を設定します

212

電流表示固有感度

電流メータのフルスケールを設定します

213

電流レンジ桁数

電流レンジの表示桁数を設定します

221A
(７)

AO1 出力要素

AO1(アナログ出力 1)の出力要素を設定します

222A
(７)

AO2 出力要素

AO2(アナログ出力 2)の出力要素を設定します

223A
(７)

AO3 出力要素

AO3(アナログ出力 3)の出力要素を設定します

224A
(７)

電流出力固有感度

225A(７)

低入力カット231(７)

外部操作入力機能

外部操作入力の機能を設定します

警報リセット241

電流 ON/OFF

電流計測表示の ON/OFF を設定します

ON

33

242

需要電流 ON/OFF

需要電流計測表示の ON/OFF を設定します

ON

33

251

設定値初期化

設定 1 と設定 2 の設定値を初期化(初期設定値に戻
す)します

－

33

設定モード 3

機能の内容説明

電流のアナログ出力感度(出力上限値に対する定
格入力値の％)を設定します
アナログ出力について、0.5％以下に相当する微小入力時の出力を下限値にする機能について設定し
ます

初期設定値
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相
三相 3 線単相 3 線単相

100.0A
500.0A
50.00A
100.0A
500.0A
50.00A
4桁
4桁
4桁
A(S)
A(R)
A
A(R)
A(T)
OFF
A(T)
A(N)
OFF

重要
設定

参照
頁

○

30,31

30,31

30,31

○

32

○

32

○

32

100.0％

32

OFF(不使用)

32
○

33

機能一覧

設定
番号

機能

311

入力回路相線切替

入力回路や相線について設定します

三相 3 線単相 3 線
単相

AO1 バイアス調整

AO1(アナログ出力 1)のバイアス値を設定します

0.0％

34

AO1 スパン調整

AO1(アナログ出力 1)のスパン値を設定します

100.0％

34

AO2 バイアス調整

AO2(アナログ出力 2)のバイアス値を設定します

0.0％

34

AO2 スパン調整

AO2(アナログ出力 2)のスパン値を設定します

100.0％

34

AO3 バイアス調整

AO3(アナログ出力 3)のバイアス値を設定します

0.0％

34

AO3 スパン調整

AO3(アナログ出力 3)のスパン値を設定します

100.0％

34

321
(７)
322
(７)
323
(７)
324
(７)
325
(７)
326
(７)

機能の内容説明

注(７) オプションが無い場合は、設定項目は表示しません。

20

初期設定値
3φ3W
1φ3W(R-T-N)
1φ2W

重要
設定

参照
頁

○

34

SALC-210-227

5.2 設定早見表
製品の仕様、オプションの有無において設定項目が変わりますのでご注意ください。
(1) 重要な設定()内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順＋ －で相線を選ぶ
SET を 3 秒以上押す(311)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

参照頁

SET DISPLAY を同時に 3 秒以上押す

入力回路の相線を
設定する
(311)

選んだ相線が登録される

電流計の測定レンジを
設定する
(211)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す＋ －で測定レンジを選ぶ
SET を押す(211)
選んだ測定レンジが登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

30,31

表示パターンを設定
する(111)

SET を 3 秒以上押す＋ －で表示組合せを選ぶ
SET を押す(111)
DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ表示パターンが登録される

24～26

アナログ出力 1(AO1)の出力要素を設定する(221A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で出力要素を選ぶ(211)(221A)SET を押す
選んだ出力要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

アナログ出力 2(AO2)の出力要素を設定する(222A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)＋ －で出力要素を選ぶ
SET を押す
選んだ出力要素が登録される
DISPLAY を押す

34

32

32

表示モードに戻る

アナログ出力 3(AO3)の出力要素を設定する(223A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)RESET/SHIFT を押す＋ －で出力要素を選ぶ
SET を押す(223A)DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ出力要素が登録される

32

警報出力の要素を設定する(121AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す＋ －で要素を選ぶ
SET を押す(111)(121AL)DISPLAY を押す
表示モードに戻る
選んだ要素が登録される

27

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
外部操作入力の機能を
設定する
(231)

＋ －で機能を選ぶ

MODE を押す
MODE を押す(211)(221A)(231)
選んだ機能が登録される
DISPLAY を押す

SET を押す33

表示モードに戻る
需要電流の時限を設定
する
(132)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)RESET/SHIFT を押す＋ －で時限を選ぶ
SET を押す(131H)(132)
選んだ時限が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

21

28

SALC-210-227(2) 表示パターン以外の表示組合せにする
項目
主監視の表示要素を
設定する
(112)

副監視(左)の表示要素
を設定する
(113)

( )内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。
設定・操作手順

参照頁

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
(111)
(112)
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

SET を押すSET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す

24～26

24～26

表示モードに戻る

副監視(中央)の表示
要素を設定する(114)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す(114)
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

24～26

副監視(右)の表示要素
を設定する
(115)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で表示要素を選ぶ
SET を押す(114)(115)
選んだ表示要素が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

24～26

バーグラフ表示要素を
設定する
(116)

SET を 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(111)
(112)
(113)
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(114)
(115)
(116)
＋ －で表示要素を選ぶ(副監視を選ぶとデジタル表示の下に＿が点灯します)
SET を押す(3) 電流表示固有感度設定(

選んだ表示要素が登録される(4) レンジ桁数設定

表示モードに戻る)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目
電流の表示感度(入力に対する表示の％)を
設定する
(212)

DISPLAY を押す

設定・操作手順
SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
＋ －で表示感度を選ぶ
SET を押す
選んだ表示感度が登録される
DISPLAY を押す
(

24～26

参照頁

30,31

表示モードに戻る)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順

参照頁

電流レンジの桁数を
設定する
(213)

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
(211)
(212)
＋ －で桁数を選ぶ
SET を押す
選んだ桁数が登録される
DISPLAY を押す(213)
表示モードに戻る

30,31

22

SALC-210-227(5) アナログ出力設定()内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で出力感度を選ぶ(223A)(224A)SET を押す
選んだ出力感度が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

参照頁

SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す

電流のアナログ出力
感度(出力上限値に対する定格入力値の％)を設定する(224A)SET RESET/SHIFT を同時に 3 秒以上押す

アナログ出力の微小入力(0.5％以下)時の出力カット機能について設定する(225A)

MODE を押す
RESET/SHIFT を押す(211)(221A)(222A)RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す(223A)(224A)(225A)＋ －で低入力カットの有無を選ぶ
SET を押す
選んだ動作が登録される

32

DISPLAY を押す(6) 警報出力設定(

32

表示モードに戻る)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目

設定・操作手順参照頁

警報出力の復帰方式を設定する(122AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で復帰方式を選ぶ(111)(121AL)(122AL)SET を押す
選んだ復帰方式が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

27

警報出力の接点遅延時間を設定する(123AL)SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す
RESET/SHIFT を押す(111)(121AL)(122AL)＋ －で接点遅延時間を選ぶ
SET を押す
選んだ接点遅延時間が登録される(123AL)DISPLAY を押す
表示モードに戻る

27(7) 需要電流検出設定()内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。

項目
需要電流の上限警報値
を設定する(131H)(8) バックライト設定
項目

設定・操作手順
SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)＋ －で上限警報値を選ぶ
SET を押す
選んだ上限警報値が登録される(131H)DISPLAY を押す
(

参照頁

28

表示モードに戻る)内は設定番号で設定画面になるとこの番号が画面に表示されます。
設定・操作手順参照頁

バックライトの動作を
設定する
(141)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)
MODE を押す＋ －でバックライト動作を選ぶ
SET を押す(131H)(141)
選んだバックライト動作が登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

29

バックライトの明るさ
を設定する
(142)

SET を 3 秒以上押す
MODE を押す
MODE を押す(オプションが無い時は操作不要)(111)(121AL)
MODE を押す
RESET/SHIFT を押す＋ －で明るさを選ぶ
SET を押す(131H)(141)(142)
選んだバックライトの明るさが登録される
DISPLAY を押す
表示モードに戻る

29

23

SALC-210-227

5.3 設定詳細説明
5.3.1 設定モード 1
SET 3 秒SET を 3 秒以上押し続けることで設定モード 1 になります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

111～116
表示設定

DISPLAY

MODE
121AL～123AL
警報出力設定DISPLAY

MODE

表示モード
DISPLAY

131H～132
需要電流検出設定
MODE

DISPLAY

141～142
バックライト設定
MODE(1) 111～116

設定モード 1

表示組合せ設定● 三相 3 線
№

パターン№

主監視

副監視(左)

副監視(中央)副監視(右)

バーグラフ

1
2
3
4

パターン 1パターン 2パターン 3パターン 4A(S)
DA(S)
MDA(S)
DA(S)

A(R)
A(S)
A(S)
A(S)

なし
なし
なし
DA(S)

A(T)
MDA(S)DA(S)MDA(S)A(S)MDA＋DA(S)MDA＋DA(S)MDA＋DA(S)● 表示設定可能要素 (三相 3 線)
主監視A(R)，A(S)，A(T)，DA(R)，DA(S)，DA(T)，MDA(R)，MDA(S)，MDA(T)

副監視(左)
副監視(中央)副監視(右)

A(R)，A(S)，A(T)
A(R)，A(S)，A(T)，DA(R)，DA(S)，DA(T)，MDA(R)，MDA(S)，MDA(T)A(R)，A(S)，A(T)，DA(R)，DA(S)，DA(T)，MDA(R)，MDA(S)，MDA(T)バーグラフ

A(R)，A(S)，A(T)，DA(R)，DA(S)，DA(T)，MDA(R)，MDA(S)，MDA(T)● 相切替 (三相 3 線)
A(S)

A(T)

● 三相 3 線計測要素切替 (計測表示モード)
A(R)

(８)

注(８) DA，MDA も同様に切り替わります。

24

A(R)

A(S)

A(T)

DA(R)

DS(S)

DA(T)

MDA(R)MDA(S)

MDA(T)なし

SALC-210-227● 単相 3 線 (10)
№
1
2
3
4

パターン№
パターン 1パターン 2パターン 3パターン 4

主監視
A(R)
DA(R)
MDA(R)DA(R)

副監視(左)
A(T)
A(R)
A(R)
A(R)

副監視(中央)
なし
なし
なし
DA(R)

副監視(右)A(N)MDA(R)DA(R)MDA(R)

バーグラフ
A(R)
MDA＋DA(R)
MDA＋DA(R)
MDA＋DA(R)● 表示設定可能要素 (単相 3 線)
主監視A(R)，A(T)，A(N)，DA(R)，DA(T)，DA(N)，MDA(R)，MDA(T)，MDA(N)

副監視(左)

A(R)，A(T)，A(N)

副監視(中央)A(R)，A(T)，A(N)，DA(R)，DA(T)，DA(N)，MDA(R)，MDA(T)，MDA(N)

副監視(右)

A(R)，A(T)，A(N)，DA(R)，DA(T)，DA(N)，MDA(R)，MDA(T)，MDA(N)バーグラフ

A(R)，A(T)，A(N)，DA(R)，DA(T)，DA(N)，MDA(R)，MDA(T)，MDA(N)● 相切替 (単相 3 線) (10)
A(R)

A(T)

A(N)

● 単相 3 線計測要素切替 (計測表示モード) (10)(９)

注(９) DA，MDA も同様に切り替わります。
注(10) 単相 3 線(R-T-N)の場合です。
単相 3 線(R-S-N)のとき、電流(R-S-N)となります。
単相 3 線(S-T-N)のとき、電流(S-T-N)となります。

A(R)

A(T)

A(N)

DA(R)

DA(T)

DA(N)

MDA(R)

MDA(T)

MDA(N)

なし

● 単相
№
1
2
3
4

パターン№
パターン 1パターン 2パターン 3パターン 4● 表示設定可能要素 (単相)主監視A，DA，MDA

副監視(左)

A

副監視(中央)A，DA，MDA

副監視(右)

A，DA，MDA

バーグラフ

A，DA，MDA

主監視
A
DA
MDA
DA

副監視(左)なし
AA
A

副監視(中央)
なし
なし
なし
DA

副監視(右)
なし
MDA
DA
MDA

バーグラフ
A
MDA＋DA
MDA＋DA
MDA＋DA● 単相計測要素切替 (計測表示モード)
A

25

DA

MDA

なし

SALC-210-227

表示組合せ設定111
表示パターン＋RESET/SHIFT
MAX/MIN

112
主監視

RESET/SHIFT
MAX/MIN

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/
113
114
SHIFT
副監視(左)
副監視(中央)MAX/MINRESET/SHIFT
MAX/MIN115
副監視(右)

パターン 1

A(S)：2

A(R)：1

なし：0

A(T)：3

＋

＋

＋

＋

＋

－

－

パターン 2

A(T)：3＋＋－パターン 3
＋

－

－

－

－

－

DA(R)：4
＋

－

＋

＋

＋

＋

－

－

なし：0

－

DA(T)：6＋－－

DA(T)：6＋＋

DA(R)：4
－

＋

＋

－

＋

＋

＋

MDA(R)：7
－

＋

＋

＋

＋

＋

－

－

DA(T)：6

MDA(T)：9

＋

＋

＋

－

－

MDA(T)：9

MDA(R)：7

なし：0

＋

＋

＋

－

－

なし：0

MDA(S)：8

A(R)：1＋＋＋

A(R)：1－

MDA(T)：9

初期設定値

－

－

MDA(S)：8－－－

MDA(S)：8

－

－

副監視：右

DA(S)：5－＋

副監視：中央MDA(R)：7
－

－

副監視：左

－

A(T)：3－

主監視－

DA(S)：5＋＋

A(R)：1＋

A(S)：2＋

マニュアル設定は表示組合せパターン
以外のときです。

＋

116
バー要素

－

A(T)：3

DA(S)：5

マニュアル
設定値：0

＋

－

DA(R)：4パターン 4－－

A(S)：2RESET/SHIFT
MAX/MIN－

A(S)：2
三相 3 線のとき◆ 111 表示パターン
4 つのデジタル表示で計測監視する要素を組合せパターンの中から選びます。
SET で設定値が更新されます。

設定№

新設定

現在設定

◆ 112～115 主監視、副監視(左)、副監視(中央)、副監視(右)組合せパターン以外の表示構成にするときに設定します。
SET で設定値が更新されます。
◆ 116 バーグラフ要素
基本的に主監視で見ている要素がバーグラフ表示されますが、副監視で見ている要素をバーグラフ表示するときに設定します。設定された副監
視のデジタル表示にアンダーバーが付きます。
SET で設定が更新されます。

表示パターン

設定№

アンダーバー

バーグラフ要素26－

SALC-210-227(2) 121AL～123AL

警報出力設定【オプション付き】

警報出力について各種設定を行います。
121AL
警報要素

MAX/MINRESET/SHIFT

MAX/MINRESET/SHIFT

122AL
警報復帰方式

123AL
警報接点遅延時間

MAX/MINRESET/SHIFT◆ 121AL 警報出力要素設定
警報出力の要素を設定します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：1 (需要電流 各相の OR)
三相 3 線のとき
OFF：なし＋－1：需要電流(各相の OR)－＋＋＋

2：需要電流A(R)－5：需要電流A(R)と A(T)の OR

＋

－

－

3：需要電流A(S)＋－4：需要電流A(T)単相のとき
OFF：なし＋－1：需要電流＋－設定 No.

新設定

現在設定◆ 122AL 警報復帰方式設定
警報出力の復帰時の出力動作を、AUTO(自動復帰)、HOLD(手動復帰)から選択することができます。
”AUTO(自動復帰)”では警報の復帰に合わせて警報出力もオフとなります。
また、”HOLD(手動復帰)”では警報復帰後も出力はオンを保持し、この場合の復帰(出力オフ)は RESET/SHIFT にて行います。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AUTO(自動復帰)＋
AUTO(自動復帰)＋－

HOLD(手動復帰)

警報要素－◆ 123AL 警報接点遅延時間
警報出力の接点遅延時間を設定します。設定範囲は 0～300 秒(1 秒ステップ)で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：0 秒(接点遅延なし)

27

SALC-210-227(3) 131H～132 需要電流検出設定
需要電流の上限警報値、時限について設定を行います。
MAX/MIN

131H
需要電流上限値

MAX/MIN

132
需要電流時限RESET/SHIFT

新設定

RESET/SHIFT◆ 131H 需要電流上限値
需要電流(DA)の上限警報値を設定します。
設定範囲はフルスケールを 100％として 5～100％(1％ステップ)，
OFF で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：80％◆ 132 需要電流時限
需要電流(DA)の時限(95％時限)を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：0 秒
＋

0秒
(なし)

－
－
＋

5秒

4分

5分
－
＋

30 分

＋

10 秒

－
－

3分

＋
＋

6分

－
－

25 分

＋

＋
－
－
＋
＋
－
－
＋

設定要素

設定 No.

現在設定

需要電流時限

20 秒

＋
－
－

2分

＋
＋

7分

－

20 分

－
＋

30 秒

1分

8分

15 分

＋
－
－
＋
＋
－
－
＋

40 秒

＋
－

50 秒

9分

＋
－

10 分

● デマンド時限特性
100
95
80

時限 10 分需60
要値（％） 40
20
0
0

10

30

20

時間（分）

演算方式
需要電流計測：熱動形に合わせた演算方式 (最終定常値の 95％指示時間)
100％指示時間は時限の約 3 倍です。(時限 10 分/95％の場合、100％に達する時間は約 30 分です。)
デマンド計測は定格電流の 2 倍まで行っています。

28

SALC-210-227(4) 141～142 バックライト設定
バックライトの動作及び明るさについて設定を行います。
141
バックライト動作

MAX/MINRESET/SHIFT

142
バックライト明るさ

MAX/MINRESET/SHIFT◆ 141 バックライト動作
バックライトの動作について、ON(常時点灯)、AUTO(自動消灯)、
OFF(常時消灯)から選択することができます。
”AUTO(自動消灯)”に設定した場合、スイッチ無操作 5 分経過後に自動的に消灯、また、いずれかのスイッチ操作にて自動的に点灯します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
設定 No.
初期設定値：AUTO (自動消灯)
AUTO：
自動消灯

＋
－

OFF：
常時消灯

＋
－

ON：
常時点灯

新設定

現在設定

設定要素

－
＋

バックライト◆ 142 バックライト明るさ
バックライトの明るさについて、1～5 の 5 段階から選択することができます。
”1”に設定した場合、バックライトが最も暗く、”5”に設定した場合、バックライトが最も明るくなります。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：3 (中間)
設定値
5
4
3
2
1

明るさ
明るい

暗い

29

SALC-210-227

5.3.2 設定モード 2
SET とRESET/SHIFT
3秒
DISPLAYSET と RESET/SHIFT を 3 秒以上押し続けることで設定モード
2 になります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。

211～213
測定レンジ設定

DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

MODE
DISPLAY<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、計測の表示・出力が正しくできなくなる可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行なわないでください。
なお、該当するオプションが無い設定項目については表示されません。

221A～225A
アナログ出力設定
MODE

表示モード

DISPLAY231
外部操作入力設定MODE

DISPLAY241～242
計測表示 ON/OFF 設定
MODE

DISPLAY251
設定値初期化
MODE

設定モード 2

(1) 211～213 測定レンジ設定
各測定要素の測定レンジの設定を行います。
211
電流レンジ

MAX/MINRESET/SHIFT

212
電流表示固有感度電流

MAX/MINRESET/SHIFT

213
電流レンジ桁数

RESET/SHIFT
MAX/MIN◆ 211 電流レンジ
電流レンジ(一次電流)を設定します。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：100.0A (3φ3W)、500.0A (1φ3W)、50.00A (1φ2W)
新設定
5A
6A
7.5A
8A
10A
12A
15A
20A
25A
30A
40A
50A

60A
75A
80A
100A
120A
150A
200A
250A
300A
400A
500A
600A

750A
800A
900A
1000A
1200A
1500A
1600A
1800A
2000A
2500A
3000A
4000A

5000A
6000A
7500A
8000A
9000A
10kA
12kA
15kA
20kA
30kA

現在設定

設定 No.
設定要素

電流レンジ

30

SALC-210-227◆ 212 電流表示固有感度
電流メータのフルスケールを設定します。
設定範囲は電流測定レンジの 40～120％の範囲で、かつ下記の値の中から選択することができます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：100.0A (3φ3W)、500A (1φ3W)、50.0A (1φ2W)
新設定
現在設定
設定可能な電流定レンジ (×10n)
1.□ 1.0 / 1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.8
2.□ 2.0 / 2.4 / 2.5 / 2.8
3.□ 3.0 / 3.2 / 3.6
4.□ 4.0 / 4.2 / 4.5 / 4.8
5.□ 5.0 / 5.6
6.□ 6.0 / 6.4
7.□ 7.2 / 7.5
8.□ 8.0 / 8.4
9.□ 9.0 / 9.6

設定 No.

設定要素

電流表示固有感度例) 電流測定レンジ＝100.0A の場合・100A の 40％は 40A
・100A の 120％は 120A より、40～120A の範囲内で測定レンジを選択できます。
よって、上表より 40/42/45/48/50/56/60/64/72/75/80/84/90/96/100/120A の中から測定レンジを選択できます。

◆ 213 電流レンジ桁数
電流レンジの表示桁数を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：4 桁
桁数を変更した場合、単位が変更されることがあります。
例) 1000A
1.00kA
＋
4 桁表示

＋
－

新設定

現在設定

設定 No.

3 桁表示

設定要素

－

電流レンジ桁数

31

SALC-210-227(2) 221A～225A アナログ出力設定【オプション付き】
アナログ出力について各種設定を行います。
221A
Ao1 出力要素

MAX/MIN

222A
Ao2 出力要素

RESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

225A
低入力カット設定 No.

現在設定

RESET/SHIFT
MAX/MIN

224A
電流出力固有感度◆ 221A～223A AO(アナログ出力)1～3 出力要素
各アナログ出力について出力要素を設定します。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：AO1 A(S)(3φ3W)、A(R)(1φ3W R-T-N)、A(1φ2W)
AO2 A(R)(3φ3W)、A(T)(1φ3W R-T-N)、OFF(1φ2W)
AO3 A(T)(3φ3W)、A(N)(1φ3W R-T-N)、OFF(1φ2W)

－
＋

新設定

223A
Ao3 出力要素

Ao1 出力要素

OFF：なし＋－1：A(R)＋－

2：A(S)＋－

3：A(T)＋－

4：DA(R)

9：MDA (T)－＋

8：MDA(S)－＋

7：MDA(R)－＋6：DA(T)－＋

5：DA(S)◆ 224A 電流出力固有感度
電流の各アナログ出力について、出力固有感度(出力上限値に対する定格
入力値の％)を設定します。
設定範囲は 40.0～120.0％(0.1％ステップ)で選択することができます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。

＋－
三相 3 線のとき

設定 No.

新設定

現在設定

初期設定値：100.0％(電流)◆ 225A 低入力カット
アナログ出力について、0.5％以下に相当する微小入力時の出力を下限値にする機能について、ON(使用)、OFF(不使用)から選択することができます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：OFF(不使用)

電流出力固有感度
設定 No.

新設定

現在設定

設定要素

低入力カット32

SALC-210-227(3) 231 外部操作入力設定【オプション付き】
外部操作入力について各種設定を行います。
◆ 231 外部操作入力機能
外部操作入力の機能について、警報リセット、最大/最小
リセット、一括リセットから選択できます。
＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値 (警報出力オプション付)
警報リセット
警報リセット

－
＋

＋
－

設定要素

新設定

ALARM と RESET を交互に表示(警報リセット)

現在設定
最大/最小リセット

一括リセット(警報、最大/最小)－＋

設定 No.
・外部操作入力機能における設定表示について
機能
機能設定時の表示内容
7 セグメント表示で“ALARM”と“RESET”
警報リセットを交互に表示7 セグメント表示で“RESET”とガイダンス
最大/最小リセットの“最大”と“最小”を表示
7 セグメントで“ALL” と“RESET”を交互
一括リセットに表示｢現在設定｣表示箇所｢新設定｣表示箇所

副監視(右)

主監視(4) 241～242 計測表示 ON/OFF 設定
各計測要素について計測表示オン/オフの設定を行います。＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
初期設定値：ON(全計測要素とも)
設定 No.
新設定
現在設定
241
電流

MAX/MINRESET/SHIFT

MAX/MIN

242
需要電流

RESET/SHIFT(5) 251 設定値初期化

電流 ON/OFF

各設定値の初期化(初期設定値に戻す)を行います。
◆ 251 設定値初期化
各設定値を初期化(初期設定値に戻す)します。 SET を 3 秒間押すことにより、設定 1 と設定 2 の全ての設定値が初期化されます。

SET
3秒
設定 No.

設定 No.
初期化完了(初期化前)

設定値初期化33(初期化完了)SALC-210-227

5.3.3 設定モード 3
SET と DISPLAY
3秒
DISPLAYSET と DISPLAY を 3 秒以上押し続けることで設定モード 3 になります。設定項目の移動は MODE を押して行います。
DISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

311
入力回路相線切替設定
MODE

表示モード
DISPLAY<注意>
設定変更を万一間違えてしまった場合、計測の表示・出力が正しくできなくなる可能性がありますので、ユーザーの方は設定を行わないでください。
なお、該当する入力オプションが無い設定項目については表示されません。

321～326
アナログ出力調整
MODE

設定モード 3

(1) 311 入力回路相線切替設定
入力回路の相線について設定を行います。
◆ 311 入力回路相線切替
入力回路の相線を設定します。
＋ －で選択し、 SET を 3 秒間押すことにより設定値が更新されます。
初期設定値：3φ3W (指定なしの場合)

設定 No.

新設定

現在設定

<注意>
・この設定を変更しますと、設定 1 と設定 2 の全ての設定値が変更後の入力回路の初期設定値になります。
・実際の結線と相線の設定が異なりますと、正しく計測しなくなる可能性があります。
＋

3φ3W

－

1φ3W
(R-T-N)＋－

1φ3W(R-S-N)＋－

1φ3W(S-T-N)

＋

1φ2W

－

入力回路相線切替－＋(2) 321～326 アナログ出力調整【オプション付き】
各アナログ出力について、バイアス、スパン調整を行います。
321
Ao1 バイアス調整

MAX/MINRESET/SHIFT

326
Ao3 スパン調整

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

322
Ao1 スパン調整

325
Ao3 バイアス調整

MAX/MINRESET/SHIFTRESET/SHIFT
MAX/MIN

323
Ao2 バイアス調整
RESET/SHIFT
MAX/MIN

324
Ao2 スパン調整◆ 321 AO(アナログ出力)1 バイアス調整
323 AO(アナログ出力)2 バイアス調整
325 AO(アナログ出力)3 バイアス調整
各アナログ出力についてバイアス調整を行います。
設定範囲は±10.0％(0.1％ステップ)で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。
◆ 322 AO(アナログ出力)1 スパン調整
324 AO(アナログ出力)2 スパン調整
326 AO(アナログ出力)3 スパン調整
各アナログ出力についてスパン調整を行います。
設定範囲は±10.0％(0.1％ステップ)で、＋ －で選択し、 SET で設定値が更新されます。

34

Ao1 スパン調整

SALC-210-227

6. 仕様
6.1 仕様及び固有誤差
入力回路
三相 3 線単相 3 線単相

入力
AC5A

50/60Hz

項目

計測要素

測定レンジ／表示仕様

計測仕様

電流

最大需要、需要、瞬時
AC5A～30kA

項目
バーグラフ
表示
動作方式
時限設定

表示設定可
能要素
オプション

固有誤差 (11)アナログ出力デジタル表示
(12)
±0.5％

±0.5％

最大
計測

最小
計測

備考

○

○

R-S-T 相切替 (13)
測定レンジとは別に表示と出力のレンジ設定可能

仕様
主監視要素をバーグラフ表示
設定で副監視要素表示も可能
電流：実効値演算方式
需要電流：熱動形に合わせた演算方式
0 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 40 秒 / 50 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分 / 4 分 / 5 分 /
需要電流
6 分 / 7 分 / 8 分 / 9 分 / 10 分 / 15 分 / 20 分 / 25 分 / 30 分 (95％時限)
主監視
電流(各相)，需要電流(各相)，最大需要電流(各相)
副監視(左)
電流(各相)
副監視(中央) 電流(各相)，需要電流(各相)，最大需要電流(各相)副監視(右)
電流(各相)，需要電流(各相)，最大需要電流(各相)バーグラフ
電流(各相)，需要電流(各相)，最大需要電流(各相)
アナログ出力(3 回路)，警報出力 1 点，外部操作入力 1 点● 注意事項注(11) 動作原理上、次のインバータ出力を直接計測した場合、誤差が大きくなります。
サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御
注(12) アナログ出力、警報出力、外部操作入力はオプションです。
注(13) 単相 3 線(R-T-N)：R-T-N、単相 3 線(R-S-N)：R-S-N、単相 3 線(S-T-N)：S-T-N、単相：相表示なし となります。
● 計測可能範囲
計測要素
電流
需要電流

入力
AC0～5A

計測可能範囲表示
アナログ出力メータフルスケールの 120％ (14)出力スパンの 120％
メータフルスケールの 200％ (14)出力スパンの 120％

注(14) 計測可能範囲内であっても表示桁数を超える場合、9999(4 桁表示)又は 999(3 桁表示)までとなります。

35

SALC-210-227
6.2 性能項目
固有誤差
バーグラフ許容差
温度の影響
準拠規格
安全
表示更新時間表示素子／構成

LCD 視野角

バックライト
電源範囲及び消費 VA
突入電流(時定数)
入力消費 VA
過負荷耐量

絶縁抵抗

電圧試験
(商用周波耐電圧)
JIS C 1102-1
JIS C 1111
インパルス電圧試験(雷インパルス耐電圧)
JIS C 1111

仕様
計測仕様、固有誤差 参照±10％ （スパンに対する％）
23±10℃で許容差内
JIS C 1102-1：2007 ，JIS C 1102-2, -7, -9：1997 ，JIS C 1111：2006
JIS C 1010-1：2005
測定カテゴリⅢ (建造物設備で行われる測定に対するカテゴリ) 最大使用電圧 300V
汚染度 2 (通常、非導電性の汚染だけが発生する程度。ただし、場合によっては結露に起因する一時的な導電性が発生する。)
約 1 秒 (バーグラフ：0.25 秒)
主監視
文字高 11mm 4 桁
液晶表示器
副監視(左)
文字高 6mm 4 桁
数字、文字、
副監視(中央),(右)文字高 6mm 4 桁
セグメント色：黒バーグラフ
20 ドット
上段取付用
上方向 10°，下方向 60°，左右方向 60°
下段取付用
上方向 60°，下方向 10°，左右方向 60°
取付位置共用上下方向 75°，左右方向 75°
LED バックライト：白色
常時点灯、自動消灯(無操作 5 分後)、常時消灯 設定可能
明るさを 1～5 の 5 段階から選択可能 (15)AC85～264V 50/60Hz 10VA (定格電圧 AC100/110V，200/220V)
DC80～143V
6W (定格電圧 DC100/110V)
交流直流両用
定格電圧 AC110V
2.2A 以下 (約 2.5ms)
定格電圧 AC220V
4.4A 以下 (約 2.5ms)
定格電圧 DC110V
1.6A 以下 (約 2.5ms)
電流回路 0.1VA 以下 (5A)
電流回路 定格電流の 40 倍 1 秒間，20 倍 4 秒間，10 倍 16 秒間，1.2 倍連続定格電圧の 1.5 倍 10 秒間，1.2 倍連続。
補助電源
DC110V の時、定格電圧の 1.5 倍 10 秒間，1.3 倍連続
電気回路一括と外箱（アース）間
入力、出力、補助電源相互間
DC500V 50MΩ以上
アナログ出力と警報出力間
アナログ出力相互間は非絶縁（マイナスコモン）
電気回路一括と外箱（アース）間
AC2210V (50/60Hz) 5 秒間
入力、出力、補助電源相互間
アナログ出力と警報出力間
アナログ出力相互間は非絶縁（マイナスコモン）
電気回路一括(アナログ出力は除く)と外箱(アース)間

5kV 1.2/50μs

正負極性 各 3 回

入力と補助電源間（出力は接地する）

5kV 1.2/50μs

正負極性 各 3 回(1) 振動性サージ電圧
1～1.5MHz,ピーク電圧：2.5～3kV の減衰性振動波形を繰り返し 30 秒間加えた時、計測誤差：±10％以内、誤動作のないこと。
電流入力回路(コモン)、電源回路(ノーマル/コモン)(2) 方形波インパルス性ノイズ
1μs,100ns 幅のノイズを繰り返し 5 分間加えた時、計測誤差：±10％以内、誤動作のないこと。
電源回路(コモン/ノーマル)
1500V 以上
ノイズ耐量
電流入力回路(コモン)
1500V 以上
警報出力(コモン)
1000V 以上
電力用規格 B-402
操作入力(コモン)
1000V 以上
アナログ出力回路(誘導)1000V 以上
(3) 電波ノイズ
150MHz,400MHz 帯の電波を 5W,1m で断続照射したとき、計測誤差±10%以内及び誤動作のないこと。
(4) 静電ノイズ
接触放電 8kV、気中放電 15kV にて計測誤差 10%以内及び誤動作のないこと。
注(15) 当製品の白色バックライトには青色 LED と特殊蛍光体との組合せで構成された白色 LED を複数個使用しています。
この LED の特性上、製品ごとに色調(色合い)が異なることがあります。

36

SALC-210-227

項目
振動
JIS C 1102-1
衝撃
JIS C 1102-1
構造
停電保証
使用温湿度範囲
保存温度範囲仕様
掃引振動数範囲：10～55～10Hz，変位振幅：0.15mm，掃引回数：5，掃引速度：1 オクターブ/分
ピーク加速度：490m/s2 ，パルスの波形：正弦半波，パルス作用時間：11ms
衝撃の回数：相互に直角な 3 軸方向に正逆方向各 3 回 (計 18 回)
外形：横×縦×奥 110×110×103.5mm ，胴径 99mmφ ，端子カバー付 ，保護等級 IP40
ケース材質：ABS(V-0)
外観色：黒色 (マンセル N1.5)
質量：約 600g
最大値、最小値、各設定値 不揮発性メモリにてデータ保持-10～+55℃ ，30～85％ RH 結露しないこと-25～+70℃

6.3 オプション
項目

アナログ出力

警報出力

外部操作入力仕様
出力点数
3 回路(マイナスコモン)
出力仕様
DC4～20mA (550Ω以下)
出力可能要素 電流(各相)，需要電流(各相) ，最大需要電流(各相)
応答時間
1 秒以下 (最終定常値の±1％に納まるまでの時間)
出力リップル 固有誤差の 2 倍以内（出力スパンに対する％）
警報要素：需要電流〔各相の OR，各相個別，合成相を除く各相 OR〕、警報 OFF のいずれかを設定可能
復帰方式：自動復帰 又は 手動復帰(設定)
出力接点：無電圧 a 接点 (各相検出の OR)
接点容量：AC250V 5A, DC125V 0.3A (抵抗負荷)
AC250V 2A, DC125V 0.1A (誘導負荷)
警報要素
項目
仕様
機能
需要計測値≧上限設定値で警報表示・警報出力
需要電流 設定精度 ±0.5％ (フルスケールに対する％)設定範囲 最大目盛値に対して 5～100％(1％ステップ)
下記の 3 種類の機能(設定にて切替)について、外部から電圧信号を加えることで、機能行うことができます。
警報出力のリセット(出力オフ)を行います。
警報リセットスイッチによる操作については「4.3.5 リセット」を参照してください。
最大/最小
最大/最小値をリセット(その時点の瞬時値に更新)を行います。
リセット
スイッチによる操作については「4.3.5 リセット」を参照してください。
上記警報出力と最大/最小リセットを一括でリセットします。
一括リセットスイッチによる操作については「4.3.5 リセット」を参照してください。。
最小動作パルス幅
300ms ，連続印加可能
入力定格は補助電源と同一となります。
入力定格
AC100/110V 0.4VA，AC200/220V 1.4VA，DC100/110V 0.4W 交流直流両用
接点容量：約 3mA (AC,DC100/110V) ，約 6mA (AC200/220V)● 外部表示切替入力使用上の注意事項(オプション)
外部の消費電力は AC110V 時 0.4VA、DC110V 時 0.4W、AC220V 時は 1.4VA となっております。
電源供給にリレー又はスイッチを使用する場合、最小適用負荷 1mA 程度のものをご使用
ください。

37

P N
28
29

SALC-210-227

7. 保守・点検
7.1 トラブルシューティング
現象

推定

処置

補助電源が供給されていない (配線されていない，電圧が低い)

補助電源の確認，再投入

計測表示 ON/OFF 設定が OFF になっている

設定の確認

機器故障

機器の交換

自動消灯、常時消灯に設定されている

設定の確認

レンジの設定が正しくない

再設定

配線が正しくない

配線確認

定格周波数(45～65Hz)範囲外

使用できません

サイクル制御、SCR 位相角制御、PWM 制御等のインバータ出力を計測している

使用できません

アナログ出力が出力されない

アナログ出力が OFF に設定されている

設定の確認

警報出力が復帰しない

復帰方法が“手動復帰”になっている

設定の確認

設定値が変わった

入力回路設定を変更した

再設定

表示器が点灯しない
バックライトが点灯しない

計測値の誤差が大きい

7.2 テスト機能
SET と MODE
3秒
DISPLAYSET と MODE を 3 秒以上押し続けることでテストモードになります。
設定項目の移動は MODE を押して行います。

警報出力確認
MODE

表示モード

DISPLAYDISPLAY を押すと表示モードに戻ることができます。

アナログ出力確認MODE

DISPLAYLCD 表示確認
MODE(1) 警報出力確認 【オプション付き】
本製品は、入力を加えることなく警報出力(リレー接点出力)のオン/オフのテストを行うことができます。
SET を押す度に ON と OFF が切り替わります。
初期状態：OFF

SET

出力オフ

出力時点灯

出力オン

警報テスト

38

SALC-210-227(2) アナログ出力確認 【オプション付き】
入力を加えることなくアナログ出力(3 回路)のテストを個別に行うことができます。
Ao1 確認

MAX/MINRESET/SHIFT

Ao2 確認

MAX/MINRESET/SHIFT

Ao3 確認

MAX/MINRESET/SHIFT

出力値◆ AO(アナログ出力)1～3 確認
各アナログ出力について出力要素を設定します。
＋ 又は － スイッチで 0％(4mA)、50％(12mA)、
100％(20mA)を選択し、 SET を押すとアナログ出力が出力します。
アナログ出力要素
初期状態：0％ (4mA)(3) LCD 表示確認
液晶表示の確認を行うことができます。 SET を押す度に表示が切り替わります。
初期状態：主監視“LCD”表示

SET

39

出力時点灯

SALC-210-227

本社
住 所：〒１２１－８６３９ 東京都足立区一ツ家一丁目１１番１３号(東京営業所) 電 話：０３（３８８５ ）２４１１ (代表)
ＦＡＸ：０３（３８５８ ）３９６６
京都営業所

住 所：〒６１０－０１１４ 京都府城陽市市辺西川原１－１９
電 話：０７７４（５５ ）１３９１ (代表)
ＦＡＸ：０７７４（５４ ）１３５３

作成 2019/5/17 Rev. E

40