携帯型分光装置 Colometer
取扱説明書

第 2 版 2015.5.27

目次

1. 概要 .................................................................................................................................... 1
2. 電源 ON ............................................................................................................................... 1
3. 画⾯表⽰切替え ...................................................................................................................... 1
4. 設定 .................................................................................................................................... 2
5. 測定手順 .............................................................................................................................. 25-1. ダーク測定を⾏う場合 ................................................................................................

35-2. ダーク測定を⾏わない場合 ........................................................................................... 4
6. 保存 .................................................................................................................................... 4
7. データダウンロード...................................................................................................................... 48. 電源 OFF .............................................................................................................................. 4
9. 充電 .................................................................................................................................... 5
10. 外部トリガー信号 .................................................................................................................... 511. 三脚の取り付け ...................................................................................................................... 512. 仕様 .................................................................................................................................. 6
13. 使用上の注意 ....................................................................................................................... 6

1. 概要携帯型分光装置 Colometer は，可視域を対象に分光放射照度・照度，および各種⾊情報を測定する分光照度計です．
本体の液晶パネルで設定・測定などの制御を⾏い，本体内部に蓄積されたデータは，付属の Windows 用ソフトウェアを用いてパソコンにダウンロードすることができます．

2. 電源 ON
本体上部の押しボタンスイッチを押して電源投入して下さい．電源が投入されると液晶パネルに表⽰が現れます．

受光部(ディフューザー)：
この⾯に入射する光を照度測定します。

電源スイッチ

3. 画⾯切り替え液晶パネルに表⽰される画⾯は上部左右の矢印アイコン[←][→]をタップして切り替えることができます．

設定

分光

⾊度 xy

⾊度 u’v’

演⾊性

測定データ

機器情報

4. 設定
測定に関する各種設定を⾏う画⾯です．

a.

⾃動露光 (OFF / ON)
測定に使用する露光時間を，光源の明るさに応じて自動調整するか，測定前に予め手動で指定しておくかの設定です．
-

ON の場合：[測定]ボタンを押した際に，自動で露光時間を決定して測定を⾏います．この場合，受光素⼦の暗電流が差し引かれませんので，測定値が大きくなる傾向があります．
* 詳細は 5-2. ダーク測定を⾏わない場合 を参照して下さい．

-OFF の場合：測定前に予め露光時間を決めることで，受光素⼦の暗電流を差し引く(ダーク測定する)ことができ，より正確な測定値を得ることができます．
* 詳細は 5-1. ダーク測定を⾏う場合 を参照して下さい．

b. ダーク測定
自動露光 OFF の場合に，測定で使用する露光時間を決めたうえでダーク測定を⾏います．
ダーク測定を⾏う場合は，受光部を遮光状態として下さい．

c.

最適露光時間
自動露光 OFF の場合に，測定で使用する露光時間を決定する為のボタンです．
[取得]ボタンをタップすると，光源の明るさに応じた最適な露光時間を得ることができます．

d. 露光時間
自動露光 OFF の場合に，測定で使用する露光時間(単位：ミリ秒)が表⽰されます．
[c. 最適露光時間]で得た数値が表⽰されます．また，上下矢印をタップして任意の数値を指定することもできます．

e.

平均化回数
指定した回数の連続測定を⾏い，それらの値を平均化します．

5. 測定手順[測定]ボタンをタップすると，設定した内容にしたがって測定を⾏います．
([測定]ボタンが表⽰される画⾯：分光, ⾊度 xy, ⾊度 u’v’, 演⾊性)
測定にはダーク測定を⾏うか否かで大きく 2 とおりあります．次にそれぞれの測定手順を⽰します．

5-1. ダーク測定を⾏う場合 (より正確な照度測定が⾏えます．)
手順①

設定画⾯の”自動露光”項目を OFF にします．

手順②

光源に Colometer の受光部を向けて，設定画⾯の最適露光時間 [手動]ボタンをタップします．
光源の明るさに応じて最適な露光時間を取得します．取得後に”露光時間”項目に得られた数値が表⽰されます．

手順③

ダーク測定 [実⾏]ボタンをタップします．
“受光部にキャップを取り付け，遮光してください．”とメッセージが出ますので，受光部のディフューザーにキャップを取りつけてくだ
さい．[OK]ボタンをタップするとダーク測定が実⾏されます．ダーク測定が終了したら，再度ディフューザーを取付けてください．

手順④

※

画⾯を移動して[測定]ボタンをタップします．測定が開始されます．

明るさの異なる光源を測定する場合は，再度 手順②〜④を繰り返します．

5-2. ダーク測定を⾏わない場合
手順①

設定画⾯の”自動露光”項目を ON にします．

手順②

画⾯を移動して[測定]ボタンをタップします．測定が開始されます．

※

明るさの異なる光源を測定する場合は，そのまま ”[測定]ボタンをタップ” を繰り返してください．

6. 保存
測定したデータを保存する場合は，[保存]ボタンをタップしてください．本体内部にデータが保存されます．
内部に保存されているデータは，”測定データ”画⾯内にリスト表⽰されます．
また，内部の保存データを全て消去する場合は，”測定データ”画⾯内の[初期化]ボタンをタップしてください．

7. データダウンロード
付属のソフトウェアを用いて Windows PC に測定データを取り込むことができます．
詳細は，別紙の「ColometerVIEWER 取扱説明書」を参照してください．

8. 電源 OFF
電源投入時と同様に本体上部の押しボタンスイッチを約 2 秒間押し続け，電源を落としてください．また，万が⼀操作不能となった場合は約 10 秒間押し続けることで電源を強制的に落とすことができます．

9. 充電バッテリの残量が少なくなると，画⾯上下に⾚い線が点滅しますので，付属の AC アダプタを本体裏⾯の電源コネクタに接続して充電を⾏ってください．また，バッテリの電圧を機器情報画⾯で確認することができます．

10. 外部トリガー信号
外部機器と接続し，トリガー信号を入出⼒する機能があります．
＜外部トリガ仕様＞
接続コネクタ：

3.5Φミニプラグ

入出力仕様：

3.3V TTL

論理：

負論理

出力パルス発生条件：

測定実行時

11. 三脚の取り付け
本体裏⾯のねじ⽳（1/4-20UNC) がありますので，三脚に取り付けることができます．

三脚取り付け部

三脚取り付け例

12 主な仕様
受光素⼦

3000 素⼦ CCD リニアセンサ

測定波⻑範囲380〜780nm

半値幅分解能5.5〜10nm

最短露光時間

1ms〜

光入⼒コネクタ

SMA905

外部トリガ信号入⼒ x1，出⼒ x1

PC 接続インターフェース

USB2.0

表⽰部対角 4.3 インチ 480x272 ドット TFT 液晶

電源

充電式電池（内蔵）または DC12V 2A

測定項目

照度，放射照度，⾊度 xy，⾊度 u’v’，Δuv，
相関⾊温度，主波⻑，刺激純度，演⾊性，光量⼦束密度

測定データ記録

内臓フラッシュメモリ

最大記録データ数

256

USB コネクタ形状

mini-B

タッチパネル

静電容量式

電池駆動時間約 2.5 時間（使用⽅法・電池摩耗度に依存）

寸法95x145x40（照度プローブ装着時）

重量550g（照度プローブ，キャップ含む）

付属品

照度プローブ，USB ケーブル，Windows アプリケーション CD-R

13 使用上の注意a) 本製品は完全防水仕様ではありません．水分の付着・浸入は故障の原因となります．ご注意ください．
b) バッテリの充電の際に本体があたたかくなります．万が⼀手で触れない程度の温度となった場合，また発煙が認められた場合はバッテリ・電⼦回路の異常が考えられます．直ちに使用を中⽌し弊社までご連絡ください．
c) 本製品には充電式ニッケル水素電池が内蔵されています．使用回数にしたがって持続時間が短くなりますので，交換が必要な際は弊社にお問い合わせください．