取扱説明書
書
ver 1.98.4

株式会社
社 スペクトラ
ラ・コープ

pg. 1

目次
1. インストール
1-1. ドライバのインストール ------------------------------------------------------------------ 4
1-2. ソフトウェアのインストール -------------------------------------------------------------- 5
2. 取扱説明
2-1. 初期画面 -------------------------------------------------------------------------------- 6
2-2. 分光グラフ
2-2-1. 分光グラフ --------------------------------------------------------------------------- 6
2-2-2. グラフコントローラ ------------------------------------------------------------------- 6
2-2-3. スケールコントローラ ----------------------------------------------------------------- 7
2-3. チャート/数値
2-3-1. データテーブル ----------------------------------------------------------------------- 7
2-3-2. ピーク値 ----------------------------------------------------------------------------- 7
2-3-3. チャート ----------------------------------------------------------------------------- 7
2-4. インフォメーション
2-4-1. 測定プロファイル --------------------------------------------------------------------- 8
2-4-2. 測定本数 ----------------------------------------------------------------------------- 8
2-4-3. データファイルへのコメント ----------------------------------------------------------- 8
2-4-4. エラーメッセージ --------------------------------------------------------------------- 8
2-4-5. サチレーション ----------------------------------------------------------------------- 8
2-5. コントローラ
2-5-1. 終了ボタン --------------------------------------------------------------------------- 9
2-5-2. 初期化ボタン ------------------------------------------------------------------------- 9
2-5-2-1. インターフェースＩＤ--------------------------------------------------------------- 9
2-5-2-2. インターフェース ------------------------------------------------------------------ 9
2-5-2-3. 素子数 ---------------------------------------------------------------------------- 9
2-5-2-4. 分光器タイプ ---------------------------------------------------------------------- 9
2-5-2-5. マルチプレクサー ------------------------------------------------------------------ 9
2-5-2-6. アクティブチャンネル -------------------------------------------------------------- 9
2-5-2-7. ＩＰアドレス ---------------------------------------------------------------------- 10
2-5-2-8. センサー駆動方式 ------------------------------------------------------------------ 10
2-5-2-9. フラッシュ ------------------------------------------------------------------------ 14
2-5-2-10. ＭＵＸ駆動方式 ------------------------------------------------------------------- 14
2-5-3. 設定ボタン --------------------------------------------------------------------------- 15
2-5-3-1. データタイプ ---------------------------------------------------------------------- 15
2-5-3-2. 補間 ------------------------------------------------------------------------------ 15
2-5-3-3. データ処理 ------------------------------------------------------------------------ 16
2-5-3-4. フィルターの強度 ------------------------------------------------------------------ 16
2-5-3-5. グラフの重ね書き ------------------------------------------------------------------ 16
2-5-3-6. ピークサーチ設定 ------------------------------------------------------------------ 16
2-5-3-7. 測定パターン ---------------------------------------------------------------------- 17
2-5-3-8. ダーク測定 ------------------------------------------------------------------------ 17

pg. 2

2-5-3-9. 露光時間 -------------------------------------------------------------------------- 18
2-5-3-10. リファレンス --------------------------------------------------------------------- 19
2-5-3-11. オプション ----------------------------------------------------------------------- 19
2-5-3-12. 絶対反射率値読込 ----------------------------------------------------------------- 20
2-5-3-13. 機器校正 ------------------------------------------------------------------------- 20
2-5-3-14. 設定を保存 ----------------------------------------------------------------------- 21
2-5-3-15. 設定を読込 ----------------------------------------------------------------------- 21
2-5-3-16. 決定して閉じる ------------------------------------------------------------------- 21
2-5-4. 測定 --------------------------------------------------------------------------------- 22
2-5-5. 保存 --------------------------------------------------------------------------------- 22
2-5-6. 開く --------------------------------------------------------------------------------- 22
2-5-7. データ操作 --------------------------------------------------------------------------- 23
2-5-8. クリア ------------------------------------------------------------------------------- 24
3. 付録
3-1. エラーコード ---------------------------------------------------------------------------- 25

pg. 3

1. インストール
1-1. ドライバのインストール

分光装置(又は電装部)とパソコンの初回接続時に、電源を投入すると
左図のポップアップウィンドウが表示されます。
(されない場合は次項のデバイスマネージャからのインストールをご参照下さい)未だドライバのインストールを行っておりませんので
続いて左図のポップアップウィンドウが表示されます。

1.

2.

次に「コントロールパネル -> システムとセキュリティ -> システム」を開き(1)左のリストから「デバイスマネージャ」を選択してください(2)「Loader-FX2」(*インターフェイスが PD-USB, COE-USB の場合のみの名称)にインストールが完了していない事を示す感嘆符が表示してありますので、右クリックから「ドライバーソフトウェアの更新」を選択して下さい。

ドイラバーソフトウェアの検索方法を選択するダイアログが表示されますので「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索する」を選択して下さい。

pg. 4

ドライバファイルが存在する場所を選択して下さい。
選択終了後「次へ」を押してウィザードを進めて下さい。
(32bit ドライバーの場合は「X86」フォルダ、
64bit ドライバーの場合は「X64」フォルダにそれぞれ格納されています)

インストール中に左図の警告ダイアログが開く場合がありますが、「このドライバーをインストールします」を選択して下さい。

インストールが正常に終了した場合、左図のダイアログが表示されます。
「閉じる」を押して作業を終了させて下さい。

1-2. ソフトウェアのインストール

1. 「WaveVIEWER」の CD をセットして、エクスプローラー等で開いてください。
2. 「setup」フォルダの中の「setup.exe」を実行してください。
インストールウィザードが起動しますので、任意の設定下でインストールを行ってください。
3. インストール終了後にデスクトップとスタートメニューの「SPECTRA」フォルダにショートカットが作成されます。
4. ソフトウェアは MFC ランタイムが必要になりますので、セットアップしていないパソコンを使用する場合は以下の手順でインストールして下さい。
また、「mfc」フォルダの「vc8text.exe」をコンソール上で実行すると、セットアップ済の場合は「Hello VC8 World!」というメッセージが表示されますので確認にご使用ください。
5. 未セットアップの場合は「mfc」フォルダの「vcredist_x86.exe」を実行してセットアップを行ってください。

pg. 5

2. 取扱説明
2-1. 初期画面

インフォメーション

測定結果表示タブ

コントローラ2-2. 分光グラフ

2-2-1. 分光グラフ
測定又はファイルのデータを表示します。
X 軸は波長固定ですが、Y 軸は「データタイプ」により相対強度 ------- 相対強度[カウント]
反射率 --------- 反射率[%R]
透過率 --------- 透過率[%T]
吸光度 --------- 吸光度[ABS]
絶対反射率@BK7 - 絶対反射率[%R@BK7]

絶対反射率@ユーザー定義 - 絶対反射率[%R@USER]
感度補正 ---------------- 校正済み強度と、なります。

2-2-2. グラフコントローラ
a. 拡大

b. 数値表示スナップ

1. スナップ
グラフ上に波形を複数表示している場合(重ね書きやバーストなど)に、何番目のプロットのデータを読み取るかを設定します。
2. モニター波長[nm]数値データを読み取る為の任意波長を設定します。
3. 強度[カウント]「モニター波長[nm]」により設定した波長の数値データを表示します。

pg. 6

2-2-3. スケールコントローラ

分光グラフの X 軸(Y 軸)の手動/自動スケール切替え、又は手動スケール時の表示範囲を設定できます。

2-3. チャート/数値

2-3-1. データテーブル

測定データを数値表示します。
行ヘッダーは波長、列ヘッダーはデータ取得時刻になります。

2-3-2. ピーク値

取得したデータのピーク波長を表示します。
また、ピーク波長の強度,半値幅も同時に表示します。

列ヘッダーの 1-1-1 は「測定回数」-「バースト回数」-「分光器チャンネル(MUX 使用時のみ)」になります。

2-3-3. チャート

モニター波長[nm]「モニター波長」で指定した一波長をモニターします。
(上図は X 軸が測定回数になっていますが、コンフィグ設定により時系列に変更可能です。

pg. 7

2-4. インフォメーション
2-4-1. 測定プロファイル
測定に関する現在のプロファイルを表示します。
データタイプ - 相対強度や反射率などのデータタイプを表示します。
測定パターン - スナップ・サイクル・オートを表示します。
測定遅延時間 - 測定開始後、露光が開始されるまでの遅延時間を表示します。
測定回数 - 測定ボタンが押されたとき、何回測定するかを表示します。
インターバル時間 - 測定回数が複数回の時、測定ごとのインターバル時間を表示します。
補間 - データに補間処理を行う場合、その刻み幅を表示します。
データフィルタ - 平滑化や微分処理などのフィルターを表示します。
フィルター強度 - フィルター処理を行う場合、次数などを表示します。
重ね書き - グラフに重ね書きを行うかどうかを表示します。
ダーク(リファレンス)測定 - ダーク(リファレンス)測定が実行済みかどうかを表示します。
露光時間/平均回数/バースト回数 - 分光器の各パラメータを表示します。
センサー駆動 - 分光器のセンサー読み出し方式を表示します。
フラッシュ - 分光器が露光開始時に外部へ出力するフラッシュ信号を使用するかどうかを表示します。
外部トリガ - 外部トリガー(デジタルインプット 1)による測定を使用するかどうかを表示します。

2-4-2. 測定本数

測定中、現在何回目の測定かを表示します。

2-4-3. データファイルへのコメント
データファイル内に記載するコメントを入力できます。
必要な場合は必ず測定前にコメントを入力してください。

2-4-4. エラーメッセージ
各種エラーコードとその内容を表示します。
主に分光器のエラーが表示されます。クリアボタンで内容は消去されます。

2-4-5. サチレーション
測定時にサチレーション(光が強すぎることによる電気的な飽和)が発生した際に点灯します。
露光時間を調節するなどしてこれを回避して下さい。

pg. 8

2-5. コントローラ
2-5-1. 終了
機器との通信を切断し、ソフトウェアを安全に終了します。

2-5-2. 初期化
機器の初期化など、ハードウェアに関する設定を行うダイアログを開きます。

機器設定

接続機器情報コントローラ

2-5-2-1. インターフェース ID
接続されている分光器のインターフェース ID を入力して下さい。
(デフォルトインｔンーフェース ID = 1)

2-5-2-2. インターフェース
接続されている分光器のインターフェースを選択して下さい。
初期化実行時にはここで選択されたインターフェースに対して行います。

2-5-2-3. 素子数接続されている分光器のインターフェースを選択して下さい。
初期化実行時にはここで選択されたインターフェースに対して行います。

2-5-2-4. 分光器タイプ
接続されている分光器を選択して下さい。

2-5-2-5. マルチプレクサー
分光器を複数台同時駆動させるための電装部であるマルチプレクサーが搭載されている機器を初期化する際には、ここで選択して下さい。

2-5-2-6. アクティブチャンネル
マルチプレクサーを使用している場合、何台の分光器を駆動するかを設定します。マルチプレクサー不使用時は常に 1 になります。

pg. 9

2-5-2-7. IP アドレス

「インターフェース」がイーサネットである「PD-ETH01」の場合のみ、通信する機器の IP アドレスを入力してください。(IPv4)

2-5-2-8. センサー駆動方式

分光器の駆動用エレクトロニクスは様々に選択することが出来ます。
プルダウンメニューから使用目的に合わせた駆動方式を選択して下さい。
(下記タイミングチャートの「n」は、平均回数やバーストモード次の回数になります)A. 同期測定
ソフトウェアで制御された同期式データ取得モードです。
ソフトウェアからの測定命令を受けて一測定サイクル(露光×平均 or バースト回数)を実行します。

A-1. Start New Scan With Cleaning
測定命令が下される前の待機時間に連続したクリーニングスキャンが実行されます。
測定命令後に素子の電荷をクリアするダミースキャンが実行され、データを取得するデータスキャンが n 回繰り返されます。
このとき、遅延時間 Tv は最大で分光器の読取時間分は MMS1 256 素子,FEE-HS の場合、1.5 ミリ秒になります。

pg. 10A-2. Start New Scan Without Cleaning
既に蓄積された素子の電荷を消去するダミースキャンと n データスキャンからなる簡易測定サイクルです。
測定命令が下されたのち、初めにダミースキャンがセンサの中に蓄積された電荷を消去する為に実行されます。
次に指定回数 n 回のデータスキャンが繰り返されて、測定サイクルは終了します。

A-3. Sync.To Cont Scan
この駆動方式は常にバックグラウンドでダミースキャンが実行され、素子の電荷を消去しています。
ソフトウェアから測定命令が下されたときに、次の読取スキャンをデータスキャンの読取に連動して使用します。
他のモードとの相違点として、他はデータに関するソフトウェアからの要求は分光器の連続した読み出しサイクルに対して非同期となっています。
それに対して Sync.To Cont Scan では周期的なスキャンのサイクルは中断されずに読取時間と露光時間との同期をとることが可能となります。

既に蓄積された素子の電荷を消去するダミースキャンと n データスキャンからなる簡易測定サイクルです。
測定命令が下されたのち、初めにダミースキャンがセンサの中に蓄積された電荷を消去する為に実行されます。
次に指定回数 n 回のデータスキャンが繰り返されて、測定サイクルは終了します。

pg. 11

B. 外部トリガー測定
ソフトウェアからの測定命令を受け、分光器は待機状態になります。
待機状態に外部からのトリガー信号が入力されたのち、素子の電荷を消去するダミースキャンと n 回のデータスキャンからなる測定サイクルを開始します。
トリガー信号と測定サイクル開始までの遅延時間はハードウェアに依存していますが、
通常 120μ秒以下になります。

B-1. External Trigger Slope(Pulse)

ソフトウェアからの測定コマンドを受け、待機状態に入った分光装置は外部からのトリガー信号を受けた後に素子の電荷を消去するダミースキャンと n データスキャンから成る測定サイクルを開始します。
それぞれ測定サイクルを開始する為に外部からの信号を待機することは同じですが、”Slope”はトリガ信号の立ち上がりと立ち下がりでそれぞれ 1 回づつ、”Pulse”は 1Pulse につき一回の測定を行います。

B-2. External Trigger Slope(Pulse) with Cleaning
ソフトウェアからの測定命令で待機状態、外部からのトリガー信号で測定サイクルを開始するといった基本的なフローは”External Trigger Slope(Pulse)”と同一ですが、”Start New Scan With Cleaning”モードのように測定サイクルが開始されるまでクリーニングスキャンを実行しています。

pg. 12

C. バッファ測定
このモードではソフトウェアからの測定命令により測定サイクルは開始されません。
常にデータスキャンを繰り返していて、データ取得命令が実行されたときに、時間的により近いスペクトルデータを読み取ります。注意点として、露光時間が短い場合において連続のデータ取得スキャンは CPU に高い負荷を与えますので、連続的に使用する場合は注意して下さい。

C-1. Get Last Scan
分光器を駆動するエレクトロニクスは常時、連続的に非同期なデータ取得スキャンを繰り返しています。
そして、最後にデータスキャンが終了したときのデータを内部メモリにバッファしていますので、ソフトウェア
からはいつでもこのデータにアクセスすることが可能です。
しかし、下記のタイミングチャートのように、ソフトウェアからの測定コマンド(データ取得リクエスト)が実行されたときに、どのタイミングで取得されたデータかは補償されませんので注意して下さい。

C-2. Get Bufferd Scan
このモードではモードがセットされた後に指定回数分(デフォルト 12, ハードウェア仕様参照)データスキャンとバッファリングを繰り返します。
そしてデータ取得命令が実行された後に、現在バッファに取得されているデータセットの数分を返します。
エレクトロニクスドライバはデータ取得命令が実行されないままオーバーフローを発生したときに警告を返します

pg. 13

2-5-2-9. フラッシュ
分光器の測定(露光)と外部装置(光源など)を同期する必要がある場合に使用します。
フラッシュを「使用」状態にすると、分光器が露光を始める時に外部へ信号を発信します。
(フラッシュ信号のタイミングは「センサー駆動方式」により変化します。)

トリガ信号は分光器が露光を開始するときに発信します。
また、その時のタイミングは左図のようになります。
常時 5V の立ち下がり信号(ロー信号)が 60μ秒発信しますので、駆動用電源と同期をとる必要がある時などにご使用下さい。

2-5-2-10. MUX 駆動方式
ひとつのインターフェースで分光器を複数台制御するマルチプレクサーを使用する場合、その駆動方法を選択することが出来ます。
左図は分光器の素子数を n と置いた場合のタイミングになります。
1. シーケンシャルモード
一台の分光器の測定が終了してから次いで二台目以降の測定を行います。
2. 同時測定
一台目の一素子目,二台目の一素子目,一台目の二素子目,二台目の二素子目...n のように、素子単位で交互に読み出しを行います。

2-5-2-11. 閉じる
このウィンドウを閉じてメイン画面に戻ります。

2-5-2-12. 初期化
任意の設定下で初期化を実行します。

2-5-2-13. 機器切断
機器との通信を切断しますが、ソフトウェアは終了されません。
一部、初期化後に設定を変更できない項目がありますので、その際にご使用下さい。
* 再度測定を開始する場合は「初期化」を実行して下さい。

pg. 14

2-5-3. 設定

測定プロファイルなど、各種設定を行うためのダイアログを開きます。

2-5-3-1. データタイプ

測定するデータの型を設定します。
- 相対強度分光器から出力される生データになります。(AD ボードの読み値(カウント))- 反射率(%R)
リファレンス測定のときの値を 100%としたときのサンプルの反射率です。

- 透過率(%T)
リファレンス測定のときの値を 100%とした時のサンプルの透過率です。
- 吸光度(ABS)
リファレンス測定のときの値を 0(吸収無し)としたときのサンプルの吸光度(OD 値)です。
- 絶対反射率(BK7)
リファレンス測定のときの対象物を BK7 としたときに、サンプルの絶対反射率を算出します。
- 絶対反射率(ユーザー定義)
リファレンス測定のときの対象物をユーザー定義(2-9-7.)で指定したもの、また読み込んだデータを元にしてサンプルの絶対反射率を算出します。
- 感度補正標準光源による感度補正を行った際のデータテーブルを元にして感度補正済みのデータを算出します。
- 積算
指定回数(バーストやサイクル測定など)の測定が終了したのちに回数方向の積算値を算出します。

2-5-3-2. 補間
デフォルト(補間なし)で出力されるデータの波長方向の刻み幅は一定ではありません。
この波長の刻み幅を任意の値に変更することが出来ます。
補間
出力される波長の刻み幅をそのままの場合は「無し」任意の刻み幅にする場合は「有り」を選択して下さい。
刻み幅「補間」が「有り」の場合、その刻み幅を設定することが出来ます。(最小 0.1nm)

pg. 15

2-5-3-3. データ処理
取得する分光データにデジタルフィルター処理を行います。
スムージング
波形にノイズを除去するスムージングフィルタ処理を実行します。
一次微分
波形にスムージングフィルタ処理を行った後、一次微分処理を実行します。
二次微分
波形にスムージングフィルタ処理を行った後、二次微分処理を実行します。

2-5-3-4. フィルターの強度

ポイント
スムージングフィルター処理を実行する際、現在のデータポイントの最小二乗法最適化に使用する各サイドのデータポイント数を指定します。
サイドポイント×2 + 1 は多項式次数よりも大きくならなければならない移動中の窓の長さです。
多項式次数
平滑化フィルターにおける多項式の次数を指定します。

2-5-3-5. グラフの重ね書き

測定ごとの波形をグラフへプロットする際に重ね書き表示します。

2-5-3-6. ピークサーチ設定
波形のピーク波長を検出する際の設定を行います。
しきい値
取得した波形の最も高い強度を 100%としたとき、ここで設定下値以下の強度はピークとみなさない閾値を設定します。
幅
ピークを検出する際の計算上の窓の大きさになります。
狭い波長範囲に複数のピークが存在する場合はここの値を小さく設定する必要がありますが、誤検出の可能性も増えることになります。

pg. 16

2-5-3-7. 測定パターン
スナップ
測定命令後、遅延時間後に任意の設定下で測定を一回だけ行います。
サイクル
測定命令後、遅延時間後に測定回数で指定された回数を測定間隔ごとに繰り返します。
オート
測定命令後、遅延時間後に測定間隔ごとに測定を繰り返します。
測定終了はユーザーの操作によって実行されます。

2-5-3-8. ダーク測定
任意の設定下での暗電流を測定します。
実際の測定データから、暗電流を差し引く事により（自動で引きます）
正しいデータを得る事が出来ます。
＊暗電流を変動させる要因として
１．露光時間 / アベレージング回数を変更
２．温度の変動などが挙げられます。
これらが変更された場合は必ずダーク測定を行ってください。

pg. 17

2-5-3-9. 露光時間

決定
設定を保存して終了します。
キャンセル
設定を保存しないで終了します。

最大値
ご使用の分光装置で設定できる最大露光時間です。
最小値
ご使用の分光装置で設定できる最小露光時間です。
露光時間(ミリ秒)「最大値」と「最小値」の間で、露光時間を設定できます。
光の強度が小さい時は露光時間を大きく、強度が大きすぎる時は露光時間を小さくして下さい。
自動調整, 閾値[%]露光時間を自動で調節する際にこのチェックボックスをオンにしてください。
分光器の Y 軸最大値の「閾値[%]」以上になるように露光時間を調節します。
*. 自動調節の範囲は最小値～6500 ミリ秒ですので、それで調整不可能な場合は「閾値」に到達しないことがあります。
モード「平均化」と「バースト」のモードを選択することが出来ます。
平均回数

リミット (1-25)

1～25 回の中でアベレージング回数を設定できます。
測定を行う際に指定回数分測定を繰り返し、その平均値を返す事でノイズを除去します。
*√アベレージング回数 分のノイズを軽減する事ができます。
バースト回数モードが「バースト」の時の、バースト回数を設定できます。

pg. 18

2-5-3-10. リファレンス
データタイプ(2-5-3-1.)が反射率や吸光度など、比較する値を必要とする測定の場合、そのリファレンスとなるデータを測定する際に使用します。
「絶対反射率(BK7)」や「絶対反射率(ユーザー定義)」を選択している場合はリファレンスとする物は指定されていますのでご注意下さい。
2-5-3-11. オプション
補助的な各種設定を行います。

測定ごとの保存方法「測定毎」が選択されている場合、複数回の測定時に、最後に測定を行った時のデータを「保存」
ボタンにより 任意のファイルへ保存することができます。
「一括」が選択されている場合、複数回の測定時に全てのデータをひとつのファイルで一括で保存することができます。
保存範囲
スケールコントロール(2-2-3)が手動設定の場合、設定された波長範囲のみを保存するかどうかを設定できます。
「全て」の場合、手動/自動に関わらず、分光器の全ての波長範囲の値が保存されます。
外部トリガー
分光装置のモデルによっては外部からのトリガ信号により、測定を行うものがあります。
対応可能モデルであり、且つトリガ測定を使用する場合は「使用」を選択して下さい。
自動シャッター
ダーク測定時(2-5-3-8)に遮光用のシャッターを自動で使用するかどうかを設定できます。
チャートの X 軸設定
チャート(2-3-3)の X 軸を測定回数か、測定した時刻にするかを設定できます。
デジタル I/O チェッカー
アウトプットは、チェックを入れると、指定したポートにアウトプット信号を出力します。
インプットは、分光器より入力されたインプット信号を表示します。
遮光シャッターや外部トリガ入力の確認などにご使用ください。

pg. 19

2-5-3-12. 絶対反射率値読込

絶対反射率を算出する際のリファレンスに使用する素材の分光反射率データを読み込みます。
ユーザー定義ファイル更新を実行すると、リファレンスデータのファイルを選択する
ダイアログが開きます。(形式は CSV 形式です)

A の列に波長(nm)、B の列に反射率(単位:比率)をそれぞれ記入されているファイルを選択して下さい。
波長の刻み幅は任ですが、粗い刻み幅の場合、精度が低下しますのでご注意ください。

2-5-3-13. 機器校正

標準光源をお持ちの場合、機器の校正を行うことが出来ます。

係数読込
ファイルから感度補正データを読み込みます。
「校正実行」で作成されたファイルを読み込むダイアログを開きます。
光学系の違いなどにより複数作成された感度補正データを使い分けるさいにご使用ください。

校正実行
初めに確認のダイアログが表示されますので、実行する場合は「OK」ボタンを押してください。

校正作業を実行すると、初めに標準光源のデータを選択するダイアログが開きます。(CSV 形式)
A の列に波長(nm)を、B の列に物理量をそれぞれ記入してあるファイルを選択して下さい。
刻み幅は任意ですが、細かい方が精度が向上します。

左図のダイアログが開いたときに、標準光源を点灯して下さい。

pg. 20次に露光時間を調節して下さい。
1. 露光時間設定のダイアログが開きます。
2. 最適な露光時間(カウント最大値の 8 割程になるように)を設定して下さい。
3. 十分に標準光源が安定するまで(10～15 分ほど)そのまま
お待ちください。
* このダイアログでは「バーストモード」は選択できません。

露光時間設定のダイアログが閉じられた後、自動でダーク測定を実行します。

ダーク測定終了後、標準光源の強度を測定し、新しい校正データを作成します。
左図のダイアログが開きますので、直ちに適用する際は「OK」ボタンを押してください。
また、「キャンセル」を押すと、作成された校正データを任意の場所に保存することが出来ます。
直ちに適用しないで、後で校正データを使用する場合は保存したファイルを「calib_1_98_2.csv」にリネームして、WaveVIEWER 本体がインストールされているフォルダ内に上書きしてご使用ください。
(または「係数読込」ボタンで適用して下さい)
2-5-3-14. 設定を保存

各種設定値を外部ファイルに保存します。
2-5-3-15. 設定を読込

設定を保存(2-5-3-14)で保存したファイルを読み込んで設定を反映させます。
2-5-3-16. 決定して閉じる

設定ダイアログを閉じて、メイン画面に戻ります。

pg. 21

2-5-4. 測定設定(2-5-3)で編集したプロファイルを元に測定を開始します。
(プロファイルは「現在の測定プロファイル(2-4-1)」で確認できます。
2-5-5. 保存測定結果を保存します。* 既に存在するファイルを選択した場合、「上書き」「追記」「キャンセル」から任意の手法を選択してください。
2-5-6. 開く
ファイルからデータを読み込みます。

「読込」ボタンが押されると左図のダイアログボックスが開きます。
リストの意味は fig.1 を例に取ると 1 : 2013/011/08_16:25:28 と表示されています。
この「1 : 」の部分はデータが収められている CSV の列の番号(1=B),「2013/011/08_16:25:28」はそのデータが取得された日時になります。
ここで選択されたデータだけがソフトに読み込まれますが、データの選択方法は各種あります。

指定範囲を一括で選択する場合、左図の方法をとります。
例として、リスト上の「1 :」を「Shift キー」を押しながらクリックします。
続いて「3 :」を再度「Shift キー」を押しながらクリックする事により、1～3 のデータを選択状態にする事が出来ます。

指定のデータを離散的に選択する場合「fig.3」の方法をとります。
例として、リスト上の「1 :」を「Ctrl キー」を押しながらクリックします。
続いて「3 :」を再度「Ctrl キー」を押しながらクリックし、この要領で選択したいデータを同じく「Ctrl キー」を押しながら選択していってください。

pg. 22

2-5-7. データ操作
現在、グラフに表示されているデータを処理するウィンドウを開きます。

補間処理実行表示データを波長方向で任意の刻み幅に補間処理を実行します。
刻み幅「補間処理実行」が押された際の刻み幅を指定できます。
平滑化
FIR 平滑化フィルタ Savitzky-Golay を実行します。
必要なパラメータは「ポイント」と「多項式の次数」で設定して下さい。
一次微分
表示データに微分処理を実行します。
シーケンスは初めに平滑化処理を行ってから微分を実行します。
二次微分
表示データに二次微分処理を実行します。
シーケンスは初めに平滑化処理を行ってから二次微分を実行します。
ポイント
現在のデータポイントの最小二乗法最小化に使用する各サイドのデータポイント数を指定します。
このポイントは多項式次数よりも大きくなければならない移動中の窓の長さになります。
(平滑化・一次微分・二次微分処理の為のパラメータ 1)多項式の次数処理を行う際の多項式の次数を指定します。
(平滑化・一次微分・二次微分処理の為のパラメータ 2)
逆数
表示データを逆数(1/x)にします。
%->比率
反射率・透過率データなど単位が%表記のデータを比率(x/100)にします。
OD->%
対数表記を百分率表記に変換します。

pg. 23

%->OD
百分率表記を対数表記に変換します。
終了
このウィンドウを閉じます。
初めに戻す
データを処理する前の状態に戻します。
2-5-8. クリア
各種グラフや測定結果などを消去します。
また、トレンドグラフやオーバーレイ表示されたグラフを０からのスタートに戻します。

pg. 24

付録 : エラーコード//ERROR LEVELSHARDWARE_ERROR_FROM_DRIVER 1
MEMORY_ERROR 2
DEVICE_ERROR 3
FUNCTION_CALL_NOT_CORRECTLY_DONE 4 // function partly done
FUNCTION_CALL_IGNORED 5 // no effect, nothing is done
#define FUNCTION_CALL_EXECUTED_WITH_DEFAULT_VALUE 6 // executed with
FUNCTION_CALL_EXECUTED_WITH_CORRECTED_VALUE 7 // executed with Corrected// values ok
WARNING_DACQ_CONTAINS_INVALID_PIXEL_DATA 50 // ADC Over-/Underflow
WARNING_SPECTRAL_DATA_LOST 51//LEVEL 1: DRIVER ERRORS NOT USED ON THIS LEVELDACQERROR_RAS_FIFOEMPTY 101
DACQERROR_TIMEOUT_RWS_NODATA 102
DACQERROR_SYNC_WORD1 103
DACQERROR_SYNC_WORD2 104
DACQERROR_WORD3XX 105
DACQERROR_SYNC_FIFI_NOTEMPTY 106
DACQERROR_TIMEOUT_EOS_SCAN 107
DACQERROR_TIMEOUT_EOS_DUMMYSCAN 108
DACQERROR_ADR_CONTROL 109
DACQERROR_FIFO_FULL 110
DACQERROR_INTERRUPTS_NOT_SUCCESSFULL 111
DACQERROR_INTERRUPTS_ALLWAYS_SET 112
DACQERROR_TIMEOUT_EXT_TRIGG 113
DRVERROR_COMMUNICATION_TIMEOUT 140
DRVERROR_COMMUNICATION_DATASTREAM 141
DRVERROR_DEVICE_REMOVED 142
DRVERROR_SENSOR_NOT_AVAILABLE 143
DRVERROR_FEE_NOT_AVAILABLE 144
DRVERROR_FIFO_OVERFLOW 145
DRVERROR_COMMUNICATION_INCOMPLETE_DATA 146
DRVERROR_FIFOSIZE_INSUFFICIENT 147
DACQERROR_SENSORWORKMODE_NOTAVAILABLE 150
DACQERROR_WRONG_SENSOR_WORK_MODE 151
DACQERROR_IO_NOT_AVAILABLE 152
DRVERROR_FALSE_DRIVER_DATA_STRUCT 153
DRVERROR_BURSTBUFFER_TO_SMALL 154
DRVERROR_DEVICE_IS_STOPPED 155
DRVERROR_FIRMWARE_DONTSUPPORT_FUNCTION 156
DRVERROR_MEMORY_ALLOCATION 157

pg. 25DRVERROR_BUFFER_OVERFLOW 158
DRVERROR_SPECTRA_NOTAVAILABLE 159
ERR_I2C_NOCONTROLLER 161
ERR_I2C_CONTROLLER_NOTINIT 162
ERR_I2C_CONTROLLER_BUSY 163
ERR_I2C_CONTROLLER_TRANSMISSION 164
ERR_I2C_CONTROLLER_NOACKNOW 165
ERR_I2C_PROGRAMMING_COMPARE 166
ISPERR_XFVBUFFER_TO_SMALL 171
ISPERR_PROGRAMMINGABORT 172// WARNINGSWARNING_FIFO_FULL 194
WARNING_FIFO_OVERFLOW 195
WARNING_SPECBUFFER_OVERFLOW 196
WARNING_GETSCANSYNCHRON_FIFO_NOT_EMPTY 197
WARNING_ADC_UNDERFLOW 198
WARNING_ADC_OVERFLOW 199//LEVEL 2
NOT_ABLE_TO_ALLOC_MEMORY 201
NOT_ABLE_TO_FREE_MEMORY 202
NOT_ABLE_TO_LOCK_MEMORY 203
NOT_ABLE_TO_UNLOCK_MEMORY 204
NOT_ABLE_TO_REALLOC_MEMORY 205
NOT_ABLE_TO_RELOCK_MEMORY 206//LEVEL 3
NOT_ABLE_TO_OPEN_DEVICE 301
NOT_ABLE_TO_CLOSE_DEVICE 302
DEVICE_IO_NOT_SUCCESS 303
CAN_NOT_CHANGE_COM_PORT_DEVICE_IS_ALLREADY_OPEN 304
NOT_ABLE_TO_OPEN_REGISTRY 305
I2C_PROTECTED_AREA 306
I2C_ERROR_WRITE_DATA 307
I2C_ERROR_READ_DATA 308
ACQ_THREAD_ERROR 309
FIRMWARE_OR_DRIVER_DONT_SUPPORT_FUNCTION 310
LOADING_CONFIGURATION_FILE_FAILED 311
DEVICE_ID_MISMATCH 312
REQUEST_ACQ_EVENTS_FAILED 313//LEVEL 4
TIMEOUT_COMMAND 401
NOT_ABLE_TO_CLOSE_SHUTTER 402
NOT_ABLE_TO_OPEN_SHUTTER 403

pg. 26

NOT_ABLE_TO_TURN_ON_LAMP 404
NOT_ABLE_TO_TURN_OFF_LAMP 405//LEVEL 5
NO_MEMORY_ALLOCATED 501
INVALID_MEMORY HANDLE 502
DEVICE_ALREADY_OPEN 503
DEVICE_NOT_OPEN 504
INVALID_PARAMETER_VALUE 505
FUNCTION_NOT_AVAILABLE 506
DEVICE_NOT_INITIALIZED 507
FUNCTION_ABORTED 508
FAILED_TO_LOAD_TLC_FILE 509
LINEARIZATION_FAILED 510
DEVICE_NOT_AVAILABLE 511
MUX_FSM_COMMUNICATION_ERROR 512
UNKNOWN_EEPROM_IMAGE_VERSION 513
DZA_CONFIG_ERR 514
ERR_GENERIC_PDETH_ERROR 515
UNKNOWN_LS_TYPE_FOUND 516
LIBRARY_NOT_INITIALIZED 517//ERROR INFOSINVALID_SENSORTYPE 801
INVALID_SENSORLENGTH 802
INVALID_FEETYPE 803
INVALID_INTERFACETYPE 804
INVALID_SENSORWORKMODE 805
INVALID_CHANNEL_ID 806
INVALID_MUX_MODE 807
INVALID_USE_OF_FUNCTION 808
NOT_IN_SEQ_MODUS 809
NOT_IN_SIM_MODUS 810
NOT_AVAILABLE_BY_MUX 811
NO_MUX_AVAILABLE 812
NOT_ABLE_TO_OPEN_COMPORT 814
NOT_ABLE_TO_START_COMMUNICATION 815
INTTIME_FOR_ACQ_ADAPTED 816
INTTIME_FOR_DEL_ADAPTED 817
INVALID_INTERFACE_ID 818
FUNCTION_NOT_SUPPORTED 819
OS_NOT_WIN_NT 820
TRANSMISSIONSTD_IS_NOT_RS485SW 821
INVALID_OS 822

pg. 27

NOT_ABLE_TO_CREATE_EVENT 823
NO_OF_IF_NOT_SUPPORTED 824
INVALID_CONFIGURATION 825
INVALID_E2PROM_VALUE 826
INVALID_CHANNEL_NO 827
READING_E2PROM_INTERFACE 828
READING_E2PROM_FRONTEND 829
READING_E2PROM_MUX 830
INVALID_INDEX 831
LOCAL_ACCESS_ONLY 832
INVALID_SENSOR_ROWS 833
NOT_ABLE_TO_CREATE_HANDLE 834
NOT_ABLE_TO_CREATE_THREAD 835
AVERAGING_VALUE_ADAPTED 836
FIRMWARE_IS_OBSOLETE 837
DEVICE_ARRIVAL_FAILED 838
DEVICE_NOTIFY_NOT_AVAILABLE 839
TOO_MANY_NOTIFY_SUBSCRIPTIONS 840
INVALID_FLAGS 841
INVALID_HANDLE 842
EEPROM_IMAGE_NOT_SUPPORTED 843
FILE_VERSION_NOT_SUPPORTED 844
READING_BOOT_E2PROM 845
UNKNOWN_IMAGE_VERSION 846
INVALID_PARAMETER_SIZE 847
LATCHMODE_NOT_SUPPORTED 848
NO_DEVICE_OPENED 850
FILE_NOT_FOUND 851
FILE_ACCESS_ERROR 852
INVALID_TLC_FILE 853
NO_TLC_FILE_AVAILABLE_FOR_SENSOR 854
LINEARIZATION_PIXELNUMBER_MISMATCH 855
NO_CHANNEL_MAPPED 856
DZA_ERR_JUMPER_SETTINGS_ENABLED 857
DZA_ERR_STATUS_XXX 858
DZA_ERR_I2C_WRITE_OR_READ_FAILED 859
DZA_ERR_COOLING 860
MUX_FS_TIMEOUT_COMMAND 861

pg. 28