最高（最低）指示計
警報接点付最高指示計

RL シリーズ

RL

■仕様一覧
種類形

名MRL-110C □直 流 電 流 計 MRL- 80C □MTRL-110C□, 80C□

概略消費ＶＡ
応答時間（秒）および内部抵抗附
電圧側
電流側 L-110C L-80C20mA－500Ω以下
0.20.15, 0.250mA－500Ω
100μA ～10A－
100mV 0.20.15, 0.2
最大入力
および定格

属－

補助電源AC100VまたはAC200V指定
MRL-80CHL は応答0.2秒のみ対応
300V
DM-41付（L-110C）
100〜300V DM-41付（L-80C）

20mA

−

0.20.15, 0.2－

MTRL-110C□, 80C□

60mV 〜200mV
500mV 〜14V

1k Ω
10k Ω−0.20.15, 0.2－

交流電流計

CRL-110C □CRL- 80C □ ※1

1A 〜10A−

6VA 以下0.1, 0.15, 0.2, ※１0.5 〜 30

－

交流電圧計

CRL-110C □CRL- 80C □ ※2−

0.1, 0.15, 0.2, ※20.5 〜 30－

XRL-110C □XRL- 80C □直流受信指示計XRL-110C □XRL- 80C □YRL-110C □YRL- 80C □交流受信指示計YRL-110C □YRL- 80C □20mA50mA
L-110C 50〜300V
L- 80C 15〜300V
1A 〜10A−−500Ω以下 0.2
500Ω

20mA−−

6VA 以下100〜300V 6VA 以下−

0.20.15, 0.20.15, 0.2−
−0.15, 0.2−※30.1, 0.15, 0.2,0.5 〜 30 ※4－－

補助電源AC100VまたはAC200V指定※１ CRL-80応答0.1はAT-62M外付,応答1〜15はMR-CTN付,80角15秒以下※２ CRL-80応答0.1,1〜15はVT-62M外付,80角15秒以下
0.15〜0.5秒 DM-41外付（Voメータを除く）
XRL-80CHL は応答0.2秒のみ対応
300V
DM-41付（L-110C）
100〜300V DM-41付（L-80C）※3 YRL-80応答0.1はAT-62M外付，応答1〜15はMR-CTN付，80角15秒以下※4 YRL-80応 答0.1，1〜15は VT62M外付 ，80角15秒以下0.15〜0.5秒 DM-41外付（Voメータを除く）

項目

仕様
JISC1102：2007 「直動式指示電気計器」
規格 JIS C1103 「配電盤用指示電気計器寸法」
IEC 60051-1 準拠
階級 「RLシリーズ一覧」参照
支持方式 ピボット
指 針 の 振 れ 角 205°
計 器 正 面 寸 法 L-110C：110×110mm，L- 80C：80×80mm
目
盛
長 L-110C：164mm，L- 80C：115mm
目
盛板 白色
計 器 指 針 槍形（黒色）
最高記録指針 槍形（赤色）
指 針
最低記録指針 槍形（黄色）
記録指針復帰装置 手動復帰ボタン付仕様一覧による。
応
答時
間
ステップ入力を加えた時最終定常値の90%に達する時間。
計 器 取 付 姿 勢 鉛直（⊥）
取 付 パ ネ ル 材 質 鉄板及び非鉄板共用
取付パネルの厚さ 10mm以下（L-80Cは6mm以下）
黒色：マンセルN1.5
カバー色
暗青色：マンセル7.5BG4/1.5"
カバー：メタクリル酸樹脂成形品，帯電防止処理
ケ ー ス 材 料
ベース：難燃性 ABS 樹脂
絶縁抵抗 電気回路と外箱間 DC500Vにて50MΩ以上
電圧試験 電気回路と外箱間 AC2210V 5秒間
規格 JIS C 1010-1
絶縁 電気回路と外箱間：基礎絶縁用 屋内使用（キュービクル等）
安全に 使
関 する 高度 2000ｍ以下
要求事項 汚 染 度 汚染度２
測定カテゴリ CATⅢ
最高回路電圧 300V（電流計）使 用 温 湿 度 範 囲 −10～55℃ 日平均温度40℃以下 25～85%RH
保 存 温 度 範 囲 −20～70℃−−−−−

最高（最低）指示計
警報接点付最高指示計

110V, 5A 3VA
0.5, 1, 2, 3, 5,
WRL-110C □ -12
0.2VA
WT-92M-12
10, 15, 30
WRL-80C □ -12
220V, 5A 4VAWRL-110C □ -13
0.5, 1, 2, 3, 5,
110V, 5A 3VA0.2VA
WT-92M-13
単相3線
WRL-80C □ -13
10, 15, 30
電力計110V,5A
3VA
0.5, 1, 2, 3, 5,
WRL-110C □ -33
0.2VA
WT-92M-33
三相3線
10, 15, 30
WRL-80C □ -33
220V, 5A 4VA
0.5, 1, 2, 3, 5,
WRL-110C □ -34 110V/√3V, 5A 3VA
0.2VA
WT-92M-34
三相4線
10, 15, 30
WRL-80C □ -34 220V/√3V, 5A 4VA
110V, 5A 3VA
無 効 三相3線 WVBRL-110C □ -33
0.5, 1, 2, 3, 5,0.2VA
WVBT-92M-33
電力計（平衡）WVBRL-80C □ -33
10, 15, 30220V, 5A 4VA
PRL-110C □ -33
110V, 5A
力率計 三相3線
各相3VA 各相1VA
2〜30
PT-83M-33
周波数指定
PRL-80C □ -33
220V, 5A
単相2線

■共通標準仕様考MRL-80CHL は応答0.2秒のみ対応

L-110C 50〜300V
L- 80C 15〜300V

100〜300V 6VA 以下

備－MRL-110C □ , 80C □直流電圧計品■共通特殊仕様（ご指定ください）
項目色
線色
帯
二 重 目 盛目盛
二 重 捺 印
最大目盛区分
特 殊 記 号
熱帯仕様

仕様
赤，緑，黄 ご指定ください
赤，緑，黄 ご指定ください
ご指定くださいご指定ください110角=100区分，80角=75区分
ご指定ください防錆処理 貼銘板「FOR TROPICS」
表示
AC110V±15%
電圧
DC110V，24V±20% ご指定ください記録指針復帰装置
電磁復帰 消費 VA 10VA
印加時間 1分以下
水平，傾斜取付
計 器 取 付 姿 勢（角度指定0〜90° 0°＝水平 90°＝鉛直）
試 験 成 績 表 使用周波数，部数をご指定ください。
カ バ ー の 色 ご指定ください
端 子 カ バ ー 計器形名とあわせてご指定ください。

■記録指針復帰装置●手動復帰装置（標準）計器カバー中央の手動復帰ボタンを操作することにより記録指針を復帰させることができます。この装置は全機種に取り付けられています。

●電磁復帰装置（ご指定時）

３－４端子間に電磁復帰電圧を印加することにより記録指針を復帰させることができます。
記録指針は約１秒間で復帰します。 ( １分間以上印加しないでください。) 指示計入力および電磁復帰電圧が直流の場合は右図の極性にしてください。

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024k (4.12) | 29afed4

指示計入力 電磁復帰入力84最高（最低）指示計
警報接点付最高指示計

RL シリーズ仕様一覧

RL■交流電圧計を接地電圧計（Vo メータ）として使用する場合●三相用 EVT への接続例

設置形変圧器（EVT）
UVW

EVT 三次端子 a − f に電圧計を接続します。

O
一次二次uav

b

三次wv

cfo

交流電圧計

●接地形変圧器（EVT）と電圧計目盛値の関係（定格電圧 6600V の例）
接地形変圧器（EVT）の仕様

電圧計の最大目盛値（V）

計器固有の最大目盛値（V）

110/3

9000または9000/√3150

110/√3190/3

9000または9000/√3259

6600

110

110/3

9000または9000/√31506600

110190/3

9000または9000/√3259

種 類

一次電圧（V）

二次電圧（V）

三次電圧（V）

単相2線用
3台

6600/√3110/√36600/√3

三相3線用（ご注文時の注意事項）接地電圧計として使用する場合，VT 比は EVT の二次電圧を省略してご指定ください。

▲結線図

最高（最低）指示計
警報接点付最高指示計●外形図 (単位: mm)
端子カバーが必要な際はご指定ください。
本器の端子カバー形名，寸法，必要数については 112 ページをご参照ください。
附属品の端子カバーについては 113 ページをご参照ください。

形 名A
RL-110C 90
RL- 80C 64

85-1

BCDE
110 30 167（MTRLは169） 1580 22.5 168（MTRLは169） 10F1F2G1G2
質量(kg)
φ99 φ101穴 M5ネジ φ7穴
1.1
φ65 φ67穴 M4ネジ φ5.5穴
1.0
株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024k (4.12) | 29afed4最高（最低）指示計
警報接点付最高指示計

RL シリーズ仕様一覧

RL●附属品外形図 (単位: mm)
端子配列については結線図をご参照ください。
AT-62M, VT-62M

WT-92M, WVBT-92M

PT-83M については41ページをご参照ください。

ご注文時の指定事項（8） 端子カバー（必要な場合はご指定ください）（1）形名（5）記録指針復帰方法（2）定格（最大目盛 / 入力）①手動復帰形 ②手動・電磁復帰併用形 （9） 台数（共通特殊仕様84ページ参照）（3）応答時間（6）電磁復帰形併用形の場合は電磁復帰電圧 （10）オプション（4）CT および VT 比（7）計器カバー色

最高（最低）指示計
警報接点付最高指示計

株式会社第一エレクトロニクス | 指示電気計器総合 カタログ / 計器用アクセサリー | 99-024k (4.12) | 29afed485-2