ハンディー硬さ計

ハンディー硬さ計 SONOHARD® SH-22 Aの仕様
硬さ計 測 部
機種測定

測定

周子数

荷重

ビッカ ース 硬 さ

測定範囲

ロックウェルC硬さ
ロックウェルB硬さ

シ ョ ア 硬 さ

再現性

︵測定スタンド使用時︶

非波

圧

ブ リ ネ ル 硬 さ

ビッカ ース 硬 さ

SH-22A-J01

SH-22A-J1

1N（約0.1kgf）

10N（約1kgf）

400〜1000HV ※１

20N（約2kgf）

100〜1000HV

60.0〜100.0HRB

線性85〜550HBW（5%rdg）HV ※１（3％rdg）HV
1.0HRC
2.0HRB

測定材

被測定材のサイズ
限界

曲率

表

面

粗さ

表 示 部
換

算

3 以内

鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている
被測定材の基準片との校正により測定可能
軸径φ10mm以上

球面 半径20mm（標準アタッチメント使用時）

Ra1.6μm以下（引張強さ）
HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2
JIS B7731、SAEJ417に準拠

測定値、測定回数、最大値、最小値、標準偏差、平均値

容

電源

許容環境温度寸法

ACアダプター100-240V 又はリチウムイオン充電池
0〜50℃

表示ユニット 97mm（W） 170mm（H） 50mm（D）

プローブ直径 グリップ有：20mm
プローブ全長グリップ無：8mm
195mm

キャリングケース 389mm（W） 132mm（H） 200mm（D）

表内

一般仕様

15mm 15mm以上、厚さ6mm以上 ※2

デジタル表示（4桁）

示

プローブ先端径８Φ200〜1000HV （5%rdg）（基準片測定）400〜1000HV （5%rdg）（基準片測定）測定値の表示デジタル 表 示 単 位

特 長

1.0HS

（3％rdg) HBW

測 定 可 能 許 容 角 度測定対象物

金属加工部品の焼入れ硬さ測定に最適

20.0〜100.0HS

シ ョ ア 硬 さ
直40N（約4kgf）

10.0〜70.0HRC（HRC、HRB、HS、HBWの各スケールも参考値として表示します）

ロックウェルB硬さ

ブ リ ネ ル 硬 さ

SH-22A-J4

手動プローブ 約38〜40kHz

ロックウェルC硬さ（測定スタンド使用時）

被SH-22A-J2

マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子

1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2

質

機能仕様

表示ユニット 約420g（電池込）

プローブ 約270g（ケーブル含まず）

データメモリー数2000点

アアラーム信号（ブザー音）

設

出

標準機器構成

量

定

ラ機ー

能ム

力

データ通信又はプリンター用（RS-232C）

オプ ション
硬さ基準片600HV近辺（SH-22A-J01には標準付属）、50HS近辺、300HBW近辺、小物用測定スタンド（SH-P07）、サーマルプリンター（DPU-S245、ケーブル付）、プリンター記録用紙（TP-S245L）、
本体用スタンド（SH-P03）、データ処理ソフト（SH-P10）、狭所用ノーズピース（SH-P11）、狭所用アタッチメント（カクガタ）SH-P23※１ 上記測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。
※2 厚さ6mm未満の場合は下記本社、支社、支店までお問合せください。

FAX.03-5825-5591●接点出力信号の使用や自動機への組み込みをご検討の場合は、下記本社、支社、支店までお問い合わせください。
●SONOHARD®ハンディー硬さ計SH-22Aは、株式会社山本科学工具研究社製(ISO9001取得)の硬さ基準片によって校正しております。
本硬さ基準片はJIS B7730/ISO6508-3、JIS B7735/ISO6507-3に準拠して製造されています。

※ご使用の際は取扱説明書をお読みください。 ※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ: http://www.jfe‑advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
京支社

東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)JC-SH-22A-01A

わずか数秒で測定可
測定時間の短縮が可能です。
圧痕が微小（約0.1mm）
圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。

測定全方向フリーあらゆる方向から測定が可能です。
上下限閾値を設定可
測定値が閾値を外れた場合にアラーム通知します。
インライン自動計測（オプション）
生産工程に取り入れることで硬さ計測の自動化が可能です。

●海外向けは、仕向国により仕様が異なりますので、仕向国をご確認の上、弊社東京支社 貿易部担当者へご連絡願います。

東

圧子の耐久性は測定回数１００万回以上
静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。

測定台（木・鉄・樹脂製他）材質の影響無し
測定台を金属に限る必要がありません。

上限、下限、測定回数（1〜99）

表示ユニット、プローブ（グリップSH-P26付）、プローブ用ケーブル（1.5m）、硬さ基準片（55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺）、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント（マルガタ）SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック（リチウムイオン充電池）、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各１ヶTEL.03-5825-5577

狭所や曲面が測定しやすい細さです。

兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業部）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
FAX.03‑5825‑5591
TEL.03‑5825‑7362（計測診断事業部 東京営業部）
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568
21.09.3000 K

ハンディー硬さ計（）
は、小型・軽量で簡単に硬さを測定できる超音波加振式計測器です。
ダイヤモンド圧子付振動棒を定荷重で被測定面に押し当てると、軟らかい被測定物は、圧痕が深く固定力が強くなることから共振周波数は高くなります。
逆に硬い被測定物は、圧痕が浅く固定力が弱くなることから共振周波数は低くなります。
共振周波数と硬さとの相関を取り、硬さ換算をします。

標準アタッチメント
SH-P16

軟らかい共振周波数

ダイヤモンド圧子

ハンディー硬さ計SH-22Aの使用例

硬い圧痕

硬さ↑狭所用アタッチメント（オプション）
SH-P23（カクガタ）※SH-22Aは出荷時に鋼の基準片で校正されています。
鋼以外の被測定物で正しい測定を行うためには被測定物と同一材質の基準片で校正して下さい。

表 示・機 能測定値のプローブ傾き角度への依存性
1.005
603HV 10N0°の時を1とした 硬さ測定値比率

1.000

硬さスケールはHV,HRC,HRB,HS,HBWのいずれかを表示

統計計算機能 最大・最小・平均・標準偏差を表示

SH-P26603HV 20N

SH-P17603HV 40N

0.995
0.990

プローブ（細）先端
狭所用アタッチメント
SH-P17（マルガタ）装着時

0.985
0.980

グリップSH-P26装着時 グリップ脱着時（狭所測定時グリップを外します）

ギア計測例

0.975

統計処理のための測定回数設定値を表示

0.970
0.965

校正値の係数表示（鋼は、約1.000）

00.5

1.01.52.0傾き角度（°）

1.53.0モデルバリエーション
機種

荷重

参考用途

SH-22A-J01

SH-22A-J1

1N (約0.1kgf)

10N（約1kgf）

プレス成型品
グラビア印刷ロール（クロームメッキ、銅メッキ）
薄板材、薄メッキ部

SH-22A-J4

クランクシャフト
カムシャフト
一般熱処理部品
浸炭処理品

比較的粗いクランクシャフト
比較的粗いカムシャフト
比較的粗い面
溶接部・鍛造品
主にインライン用

20N(約2kgf）

クランクシャフト
カムシャフト

グラビア印刷ロール（銅メッキ）
ギア、小物完成部品
狭所・ベアリング・窒化処理品

クランクシャフト計測例

SH-22A-J2

40N（約4kgf）

オプション

押し当て荷重と圧痕の大きさ

サーマルプリンター

圧痕の大きさと硬さ（HV） HV=0.1891 P/d2 P：圧子荷重（N）d：圧痕の大きさ（mm）
2もしくは HV=1.8544 P/d
P：圧子荷重（kgf）d：圧痕の大きさ（mm）
1N（約0.1kgf）の場合

10N（約1kgf）の場合

カムシャフトの端面部計測例

20N（約2kgf）の場合

DPU-S245

測定スタンド使用例

40N（約4kgf）の場合

硬さ（HV） 圧痕の大きさ 圧痕の深さ 参考硬さ 圧痕の大きさ 圧痕の深さ 参考硬さ 圧痕の大きさ 圧痕の深さ 参考硬さ 圧痕の大きさ 圧痕の深さ 参考硬さ（計算値） （計算値）（計算値） （計算値）（計算値） （計算値）（計算値） （計算値）
（HRC）
（HRC）
（HRC）
（HRC）
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

200

0.030

0.004

（11）

0.096

0.014

（11）

0.136

0.019

（11）

0.193

0.028

（11）

400

0.021

0.003

410.0680.010

410.0960.014410.136

0.020

41

800

0.015

0.002

64.5

0.048

0.007

64.5

0.068

0.010

64.5

0.096

0.014

64.5

バイスは市販品の為当社では販売しておりません

小物用測定スタンド

SH-P07

データ処理ソフト

SH-P10