光学式溶存酸素計 OD -10

要概検出器をフロート部の内部に保持し，液面に浮かべ液位に追従して上下変動させる装置です。
フロートは凹凸が少ないため，し渣などの絡み付きが少ない構造です。洗浄機構は付属しません。

垂直型（フロート部ストレート）

単位：ｍｍ

垂直型（フロート部45 °傾斜 ）特（933）（933）
400〜800（50mmピッチ）

400〜800（50mmピッチ）（90）

検出器ケーブルスタンド
50A（φ60.5）（90）検出器ケーブルスタンド
50A（φ60.5）

日除けカバー

日除けカバー
変換器

ホルダーアーム
φ32

ワイヤー

バランサ
ウエイト

A

A

A

検出器

検出器
0R365
設置範囲

φ25R135
設置範囲
A-A 矢視図様■ CV- 200型 変換器

測定取付 ※1 ポールもしくは、壁取付材

質

筐体 アルミダイカスト（ACD12） パネル部 アルミダイカスト（ACD12）

色調

筐体 マンセル N4 相当

温 0〜50.0℃

質

再現性※1 ±2%F.S.

電量 約 3.0 kg（変換器本体のみ）
源 AC90〜264V 50/60Hz±0.5%F.S.

消方式 光学式（発光時間計測方式）

度

繰り返し性（405）

A-A 矢視図

水 温 検 出 精 度 ±0.2℃

電校正方法

ゼロ校 正

ゼロ水による校正 ※3スパン校正

大気中校正 , 飽和水校正 , 比較校正 ※4

質L2（標準=600）

保（320）

（320）

変換器

変換器

アーム
40A
（φ48.6）

アーム
40A（φ48.6）

L1（L3（標準=1500）

日除けカバー

L3（標準=1500）

日除けカバー

標

準ホルダー
クランプ=2500）

以下のオプション品をご用意していますのでお問い合わせ下さい。

L1（準=20）

質フロート部

検出器

検出器

体 アクリル樹脂（PMMA）
Oリング ニトリルゴム（NBR）

検出器 OD-10型

ケーブル（φ10）

支社

東北支店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九州支店
東 日 本 事 業 所
西 日 本 事 業 所（ 倉 敷 ）西 日 本 事 業 所（ 福 山 ）JS-OD10-02B

障

力

出

力 c 接点（接点定格 AC240V,1A）
部 ドットマトリックス型液晶表示器（バックライト付）

性能示
雷

避雷回路内蔵
電源部 ±10kV（1.2/50μs）

証

期

変換器
取付用ブラケット（40）

50A（φ60.5）

酸素検出膜

340

200

318（フロントパネル開放時寸法）

めねじ 5 × CTG 16

マークチューブ

5×ケーブル導入口

74（適応電線サイズφ9〜14）240
φ4323.03.2000Ⓙ±10kV（1.2/50μs）±5kA（8/20μs）

検出膜 PM-10型

4×φ6丸端子ＦＡＸ. 0 2 2 - 7 1 1 - 7 5 3 4ＦＡＸ. 0 5 2 - 5 6 5 - 0 0 7 2
ＦＡＸ. 0 8 6 - 4 4 7 - 3 3 0 9
ＦＡＸ. 0 9 2 - 2 6 3 - 1 6 7 5ＦＡＸ. 0 4 3 - 2 6 2 - 4 2 9 6ＦＡＸ. 0 8 6 - 4 4 7 - 4 6 0 5
ＦＡＸ. 0 8 4 - 9 4 5 - 5 0 5 4電流出力部

間 出荷後 2年

A-A矢視図東京都台東区蔵前2-17- 4（ JFE 蔵前ビル2階）
ＴＥＬ. 0 3 - 5 8 2 5 - 7 3 6 0F A X . 0 3 - 5 8 2 5 - 5 5 91
ＴＥＬ. 0 2 2 - 7 1 1 - 7 5 3 5ＴＥＬ. 0 5 2 - 5 6 5 - 0 0 7 0
ＴＥＬ. 0 8 6 - 4 4 0 - 1 5 8 0
ＴＥＬ. 0 9 2 - 2 6 3 - 1 6 7 1
ＴＥＬ. 0 4 3 - 2 6 2 - 4 2 3 8ＴＥＬ. 0 8 6 - 4 4 7 - 4 5 9 6ＴＥＬ. 0 8 4 - 9 4 5 - 3 5 6 8

故a 接点（ 2 点；接点定格 AC240V,1A）
ALM1：レベル警報
ALM2：レベル警報,膜交換時期警報のいずれかを選択し出力

出226.5〒111-0051

京報（360）190

URL : https: //www.jfe-advantech.co.jp/

東警

Uボルト×2個A
210

変換器

ＦＡＸ. 0 7 9 8 - 6 5 - 7 0 2 5

操作出力 AC 電圧出力 ※4変換器 CV-200型
Aφ47.5兵庫県西宮市高畑町3- 48
ＴＥＬ. 0 7 9 8 - 6 6 - 1 5 0 2接点出力 a 接点外 形 図※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

〒663-8202

力 （cleaning）（接点定格 AC240V,1A） （AC OUT）（許容負荷 200VA 以下）※1 変換器取付用ブラケットおよび、5 0Aポール取付用Uボルト2個を付属。
※2 ただし、操作出力（AC OUT端子間）に接続される負荷の消費電力は除く※3 測定ホールド,洗浄出力制御機能※4 操作出力（AC OUT端子間）に出力されるAC出力電圧は、変換器供給電源電圧（AC9 0〜26 4V50/60Hz）と等しくなります。
※5 内容詳細については取扱説明書をご参照ください。

量 約5g

ご注文時に L1 〜 L3（mm）の各部寸法、変換器スタンドベースサイズ、その他ご指定がある場合は、ご相談ください。

本 社・本 社 工 場
水 環 境 事 業 部

出以下のオプション品をご用意していますのでお問い合わせ下さい。

※1 但し、検出膜交換時はゼロ・スパン校正作業が必要です。
※2 弊社基準の耐久試験及び下水処理場における使用実績による数値であり、精度などの保証期間ではありません。
長期間、精度よく安定して計測するには、定期的な校正、メンテナンスが必要です。
フロート部

浄オプション（別 売）・変換器スタンド・日除けカバー

本質

洗保検 出 膜 寿 命 ※2 2 年以上
材源 800Ω
力 ※3 フォトカプラー絶縁入力（内蔵電源 DC24V,5mA）

使 用 温 度 範 囲 −10〜55℃
保 護 等 級 IP66

適 合 検 出 器 OD - 10 型
検出膜特性データの設定 検出膜交換時に自動設定 ※1

ホルダーアーム
φ32

ホルダーアーム
φ32

入耐■ PM - 10型 検出膜50ホルダークランプ点表※1 水温 25℃において、大気飽和水（飽和度10 0%）を測定した時の2 4時間後の出力再現性※2 水温 25℃において、大気飽和水からゼロ水を測定した場合※3 5%の亜硫酸ナトリウム水溶液を使用※4 お客様にて手分析された値に合わせ込む機能※5 検出器ケーブルは最大10 0mまで可能

標

接

通電後の測定待機中,検出膜未装着,膜交換時期,水温異常：液晶表示※5量 約 2.4kg（検出膜、ケーブル10 m含む）
間 出荷後 2年（但し、検出膜を除く本体部分のみ）

期

DC4〜20mA（2ch；出力（−）側は共通電位）±Io1：溶存酸素濃度・溶存酸素飽和度のいずれかを選択し出力±Io2：水温

自 己 診 断 機 能 ※5 検出器故障,変換器メモリー異常,検出器-変換器間通信異常：液晶表示,故障出力オプション（別 売）・検出器ホルダー・各種洗浄機構

スタンド
50A
（φ60.5）

スタンド50A（φ60.5）

証

パネル部 マンセル 5PB6/8 相当

力 ※2 約 7 W

アナログ 出 力

材質（本体,検出膜ホルダー） ステンレス鋼（SUS316）

傾斜型（フロート部45°傾斜 ）L2（標準=600）

電応答速度（90%応答） 30秒以内
流速 必要なし

使 用 温 度 範 囲 0〜50℃（凍結しないこと）
耐水圧 1MPa

傾斜型（フロート部ストレート）

費

※2

フロート部

（380）

（440）

フロート部

■ OD -10型 検出器

精ジョイント部φ250

仕

溶存酸素濃度 0〜20.00 mg/L , 0〜20.00ppm
測定範囲 溶存酸素飽和度 0〜200.0%

ホルダーサポート
φ17.3

Aジョイント部長

1. 光強度に影響されにくい光寿命（発光時間）を計測する方式なので長期間安定して測定が可能。
2. 測定時に酸素を消費しないので流速のない液体の測定が可能。
3. 光学式なので消耗品は検出膜のみ。電解液不要でメンテナンスが容易。
4. 検出膜にメモリーICを内蔵したことで検出膜交換時の特性データを自動設定。
5. 日本語表示と操作スイッチのアイコン化でカンタンな操作を実現。

水ホルダーアーム
φ32

ホルダーサポート
φ17.3

L2（標準＝1500）

バランサ
ウエイト

440〜680
100 （60mmピッチ） 100

ワイヤー

L1（標準=2500）

L2（標準＝1500）

440〜680
100 （60mmピッチ） 100

L1（標準=2500）

変換器

要

本製品は、水中の溶存酸素量（DO）を測定するための光学式溶存酸素計です。
下水処理場における曝気 風量制御や河川などの汚濁指標となる溶存酸素量を監視する用途にお使いいただけます。

B

B

B-B矢視図

Оリング
検出膜本体

φ10.2

φ35.5（8）概光学式溶存酸素計

フロート形

127137

検出器ホルダー

光学式溶存酸素計 OD -10

落し込み構造検出器ホルダー要

概検出器ホルダー内に検出器を落し込む構造です。検出器単体で引上げ，清掃，校正などのメンテナンス操作が容易におこなえます。

L2（標準=1000）

浸漬構造

要洗浄機構なし

単位：ｍｍ

気液混合型洗浄機構

L2（標準=1000）
スタンド
50A（φ60.5）450〜850（50mmピッチ）

日除けカバー

日除けカバー450〜850（50mmピッチ）
日除けカバー

検出器ケーブル

変換器

変換器

スタンド
50A
（φ60.5）変換器

変換器

L1（標準=2000）

（993）

エアポンプ
収納箱

100 440〜680（60mmピッチ）100（標準=L1（60mmピッチ）100
100 440〜680

L3（標準=1500）

エアポンプ
収納箱
ホルダー支持部40A（φ48.6）

（993）

2000）

2000）

（標準=L1

ホルダー支持部40A（φ48.6）

ホルダー支持部40A（φ48.6）

日除けカバー

検出器ケーブル

検出器ケーブル

検出器ケーブル
ホルダー支持部40A（φ48.6）

スタンド
50A（φ60.5）L2（標準=1500）

スタンド
50A
（φ60.5）

L3（標準=1500）

単位：ｍｍ

気液混合型洗浄機構

洗浄機構なし浸漬形検出器を検出器ホルダー先端に固定します。検出器の設置に角度を付ける必要がある場合も省スペースで設置できます。

L1（標準=2000）

概浸漬形

L2（標準=1500）

検出器ホルダー

エア供給ホース
検出器ホルダー
150

150

検出器ホルダー
検出器ホルダー

検出器ホルダー

エア供給ホース

検出部

検出器

洗浄ノズル
検出器

約200
検出器

検出器
検出部

洗浄ノズル

設置槽内の測定液を自動で取り込み、その測定液で強力洗浄し、検出部

仕上げは圧縮空気で広範囲に追加洗浄するハイブリット方式です。
洗浄駆動はエアポンプを使用するため、エア洗浄機構と同様に水設置槽内の測定液を自動で取り込み、その測定液で強力洗浄し、仕上げは圧縮空気で広範囲に追加洗浄するハイブリット方式です。洗浄駆動
はエアポンプを使用するため、エア洗浄機構と同様に水配管の敷設などは不要で、施設の供給水量などの環境変化に影響されません。この機能を得るにはタンク型の洗浄ノズルとタンク調整弁が必要になります。

エア洗浄機構水洗浄機構

L2（標準=1000）

スタンド
50A
（φ60.5）配管の敷設などは不要で、施設の供給水量などの環境変化に影響されません。この機能を得るにはタンク型の洗浄ノズルとタンク調整弁が必要になります。

エア洗浄機構L2（標準=1000）

水洗浄機構

スタンド
50A
（φ60.5)
日除けカバー

日除けカバー

変換器

変換器

検出器ケーブル

検出器ケーブル

約230

検出部

450〜850（50mmピッチ）スタンド
50A（φ60.5）450〜850（50mmピッチ）
日除けカバー

検出器ケーブルスタンド
50A（φ60.5）
日除けカバー

検出器ケーブル

（993）
水洗浄機構
（電磁弁など）Rc1/22000）

水洗浄機構（電磁弁など）

耐圧ホース

エア供給ホース

検出器ホルダー150

検出器ホルダー

検出部

エアポンプから洗浄ノズルへ供給した圧縮空気を検出部に吐出することで洗浄します。エアポンプへの電源供給と洗浄時間の制御は変換器で可能です。

約230

検出部

洗浄ノズル
検出器

約230

検出部

検出器

検出器
洗浄ノズル

洗浄ノズル
検出器耐圧ホース

150

検出器ホルダー
検出器ホルダー
エア供給ホース

L2（標準=1500）

L1（標準=2000）（993）

100 440〜680（60mmピッチ）100

ホルダー支持部40A（φ48.6）
Rc1/2（標準=L12000）（標準=L1

ホルダー支持部40A（φ48.6）

変換器

エアポンプ
収納箱
L2（標準=1500）

エアポンプ
収納箱

L1（標準=2000）

ホルダー支持部40A（φ48.6）100 440〜680（60mmピッチ）100

ホルダー支持部40A（φ48.6）
L3（標準=1500）

L3（標準=1500）

変換器

洗浄ノズル

検出部

施設の雑用水などを洗浄機構へ接続し、供給された水を洗浄ノズルから吐出することにより洗浄します。このため、水供給源からの配管敷設が必要です。供給水の通水制御は，電磁弁を使用し、電源供給と洗浄時間の制御は変換器で可能です。洗浄機構へ供給される水源は効果を得るため0.2MPa以上の安定した水圧で供給していただくことを推奨します。

ご注文時に L1 〜 L3（mm）の各部寸法、変換器スタンドベースサイズ、その他ご指定がある場合は、ご相談ください。

エアポンプから洗浄ノズルへ供給した圧縮空気を検出部に吐出することで洗浄します。エアポンプへの電源供給と洗浄時間の制御は変換器で可能です。

施設の雑用水などを洗浄機構へ接続し、供給された水を洗浄ノズルから吐出することにより洗浄します。このため、水供給源からの配管敷設が必要です。供給水の通水制御は，電磁弁を使用し、電源供給と洗浄時間の制御は変換器で可能です。洗浄機構へ供給される水源は効果を得るため0. 2MPa以上の安定した水圧で供給していただくことを推奨します。

ご注文時に L1 〜 L3（mm）の各部寸法、変換器スタンドベースサイズ、その他ご指定がある場合は、ご相談ください。