Podtech/llm-jp-corpus-v4-ja_sip_comprehensive_pdf huggingface dataset:
* 2024 年 4 月 改訂（第 2 版）
2022 年 9 月 作成（第１版）

届出番号： 13B1X00161000019

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 単回使用心電用電極 35035000

エスクロン iSense
再使用禁止【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 皮膚疾患や創傷、熱傷のある部分には、使用しないこと。
3. MRI 検査での本品の使用は、画像の異常や熱傷の原因となるおそれがあるので使用しないこと。
【形状・構造及び原理等】* 1. 形状
製品外観図
XN.TSA
XN.TSNXN.ISN

がら所定の位置 4 箇所（下図参照）へⒷ、Ⓐ、Ⓒ、Ⓓの順番で皮膚に貼付する。
4) センサーの周囲を軽くなぞり、センサーがしっかりと固定されているか確認する。
5) XN.TSA は成人、XN.TSN は小児および乳幼児への使用を考慮してサイズが設計されている。
* ＜XN.ISN の場合＞
1) センサーを貼付する箇所の皮膚を院内の手順に従い清浄する。
必要に応じて剃毛する。
2) 本品をパッケージから取り出し、コネクターを患者ケーブル(XN.EC02)に接続する。
3) リケイ紙をはがす前に本品を手の体温で温める。
4) リケイ紙をはがし、接着シート面に指を触れないよう注意しながら所定の位置 4 箇所（下図参照）へⒷ、Ⓐ、Ⓒ、Ⓓの順番で皮膚に貼付する。
5) センサーを 60 秒間おさえて、皮膚にしっかりと固定させる。

（直径 4.5cm）（直径 3.0cm）*

成人 貼付位置Ⓐ 頸部のⒷと同じ側で、Ⓑから少なくとも 5cm 上Ⓑ 胸鎖乳突筋上の左右どちらかの頸部基部Ⓒ 胸郭左側、中腋窩腺の剣状突起レベルⒹ 胸郭左側、Ⓒから約 5～7cm 下*

小児 貼付位置Ⓐ 頸部または側頭部のⒷと同じ側でⒷから少なくとも 5cm 上Ⓑ 胸鎖乳突筋上の左右どちらかの頸部基部Ⓒ 胸郭左側、中腋窩腺の剣状突起レベルⒹ 胸郭左側Ⓒから 5cm 下、ただしヘソの高さ以上(この部分に電極を貼付できない場合には左大腿部の内側に貼付)*

乳幼児 貼付位置Ⓐ Ⓑと同じ側で、額または側頭部Ⓑ 胸鎖乳突筋上の左右どちらかの頸部基部Ⓒ 胸部左側、中腋窩腺の剣状突起レベルⒹ 左大腿部の内側（2.5×１cm 皮膚へ貼付する部分③と②）①スナップ②接着シート
③電極

④ゲル
⑤ケーブル
⑥コネクター*【使用目的又は効果】
1. 使用目的
本品は、体表に設置し、体表の電気信号を処置装置に伝達する導体をいう。本品は単回使用である。
【使用方法等】
1. 使用方法* ＜組み合わせて使用する医療機器＞
販売名
承認番号
心拍出量モニターAESCULON
22200BZX00646000
心拍出量モニターAESCULON ミニ
22200BZX00739000
組み合わせて使用する医療機器の取り扱い説明書も併せて確認すること。
* ＜XN.TSA または XN.TSN の場合＞
1) センサーを貼付する箇所の皮膚を院内の手順に従い清浄する。
必要に応じて剃毛する。
2) 本品をパッケージから取り出し、スナップに患者ケーブル(XN.EC05)を取付ける。
3) リケイ紙をはがし、接着シート面に指を触れないよう注意しな

2. 使用方法に関連する使用上の注意
1) 本品を、体毛の多い箇所、乳首、皮膚のしわ部分、骨格の突起部、紅斑がある個所、切傷部、病変部、瘢痕組織、感染部位に用いないこと。
* 2) 消毒用アルコール等で湿った皮膚にセンサーを貼付しないこと。皮膚刺激や粘着力低下の原因となることがある。
3) センサーは定期的に取り換えること（XN.TSA／XN.TSN は 1 日ごと。XN.ISN は 5～7 日ごと）。同じセンサーを使い続けた場合は測定精度が低下する。信号品質の低下、装着部の発汗、皮膚の異常等が認められる場合には、より短い周期での取り換えを推奨する。
4) 本品を剥す際は、皮膚の損傷を最小限に抑えるために、端からゆっくり剥すこと。剥がれにくい場合は、水を用いてゲルを湿らし剥すこと。

1 / 2

***

5) XN.TSA／ XN.TSN と XN.ISN では、使用する患者ケーブルが異なるので注意すること。
6) 使用期限を過ぎたセンサーや乾燥したセンサーは使用しないこと。
7) センサーの乾燥を避けるため、使用直前にパッケージを開封すること。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意* 1) 本品の電極部を他の医療機器の電導部（アースを含む）に触れさせないこと。
* 2) 電気メス等を使用する外科手術の際は、熱傷を防ぐため本品を手術部位からできるだけ離して貼付すること。
【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水濡れに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管すること。
保管温度範囲：10～25℃
2. 有効期間
包装に記載【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者： 平和物産株式会社
電 話 番 号： 03-3287-0731
製 造 業 者： オスピカメディカル（Osypka Medical GmbH）
製造業者国名： ドイツ
V01

2 / 2
ト！
ータス
付
受

高速インターネット

あさがおネット

さらにテレビ・高速インターネット・電話サービスで快適・便利に！
高速光ネットがこの安さ！

工事もスピーディー！
地元サポートで安心！
無料！
バッチリ！
リモートワークもウイルスソフトも,円
月4200/キャンペーン!!
G
1
援
応

光サービス
予約受付開始!

インターネット

キャンペーン期間/31 まで2024年 5

金！
適
快も動画

（税込4,620円/月）

オススメ

ギガコース

＊テレビ
「らくらくコース」と同時加入の場合です。
＊テレビ料金は別途必要となります。
＊ベストエフォート型サービスとなっておりますので、最大速度を保証するものではありません。パソコン等の接続環境により速度が変わります。

他社より乗換えの方

最大20,000円分 のギフトカードをプレゼント

最大3か月無料

0120-084173

お申し込み お問い合わせはあさがおテレビ
キャラクター「あさがおっち」

初めて月額利用料
インターネット（工事月+2か月）をされる方

076-274-3333時 〜 午後 6 時
営業時間 午前元9日を 除く土日 祝も受 付
月日校

訓 ： 自主協調健康曜日

福崎西中学校
学校通信第 １１ 号
編集：学校長本年もよろしくお願いいたします
令和６年の幕が開けました。謹んで新年のお慶びを申し上げます。保護者・地域の皆さまには，ご家族とともに健やかな新年をお迎えになられたことと存じます。
しかしながら，能登半島では大地震が発生し，甚大な被害をもたらせました。お亡くなりになられた方々のご冥福と，被災された方々に心からお見舞い申し上げます。皆様のご無事と一日も早い復興をお祈りいたします。
さて，202４年は十二支でいうと「辰年」，十干では「甲」と初日の出（西中屋上より）なり，干支は「甲辰（きのえ・たつ）」となるそうです。２つの組み合わせである甲辰には，「これまでからの成長をさらに形作り，努力すれば実りやすくなる年」とされています。また，１月のことを「睦月（むつき）」と呼びます｡睦び月（むすびつき）が「睦月」に転じたといわれています。仲よくすること，仲睦まじいこと，お互いに親しみ合うこと等を大切にする「睦び月の宴」を，お正月に家族や親戚が集まって行うことが由来となっています。家族が一家団欒のときを過ごしたり，もっと広い意味では「仲間」「学級」「所属するグループ」が仲よくしたりすることが，時代を超えて大切であることを教えてくれています。
何かを達成しようと挑戦している人は，目標を達成できるかどうかは自分次第・・・と分かってはいるけれど，一人ではくじけそうになることもあります。「仲間が頑張っているから自分も頑張れる」「仲間と一緒だから頑張れる」。学校という集団生活でこそ味わってほしい，集団だからこその経験です。特に，3 年生はこれまでの成長を糧に，最後の力を振り絞り努力が結実することを願います。日々の授業や補充学習の密度をあげて，全員の努力で底上げを図っていきます。まぎれもなく，受験（検）は，個人戦ではなく，団体戦です。
『3 年生全員が志望校合格』。これを成し遂げ，学級や学年・学校の和，仲間の和を大切にし，強固なものにすることが，西中教職員全員の願いです。生徒一人一人が飛躍できる年になるよう，心を込めて支援していきたいと思います。

何も咲かない寒い日は，下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く。
カタール・ワールドカップサッカー大会以後，日本サッカーチームの快進撃が続いています。惜しくもベスト 8 入りを逃したものの，過去優勝国の強豪スペイン・ドイツを撃破した実績は，大きな自信となったことでしょう。ドイツ戦で決勝ゴールを決めた浅野拓磨選手の，『4 年前から準備していた。1 日も妥協したことはない。
』というコメントが心に沁みました。
「準備をすることの大切さ」とともに，「先が見えない中，ゴールが見えない中でひたむきに準備することの大変さ」，そして「苦労したからこその喜びの大きさ」があると，結果をもって私たちに教示してくれました。
3 学期に，次のステップに向けての『よい準備』をしてほしいと思います。3 年生は，まさしく自分の進路実現に向けて，そして 2 年生は，4 月から西中をリードしていくリーダーとして，1 年生は，入学してくる後輩たちの頼れる先輩として，学習面，部活動，生徒会活動，日常生活などさまざまな場面での『準備』を大切にしてください。

自分を信じ ともに認め前へ

『止まること』は『正しいこと』「目をなくしたカバ」というお話があります。
一頭のカバが川を渡っているときに自分の片方の目をなくした。カバは必死になって目を探した。前を見たり，後ろを見たり，右側を見たり，左側を見た
り，体の下を見たりしたが，目は見つからない。
川岸にいる鳥や動物たちは「少し休んだ方がいい」と助言した。しかし，永遠に目を失ってしまうのではないかと恐れたカバは，休むことなく，一心不乱に目を探し続けた。それでも，やはり目は見つからず，とうとうカバは疲れ果てて，その場に座り込んでしまった。
カバが動き回るのをやめると，川は静寂を取り戻した。すると，カバがかき回して濁らせていた水は，泥が沈み，底まで透きとおってみえるようになった。こうして，カバはなくしてしまった自分の目を見つけることができた。
心を静かに保つことで，心の中の舞い上がった泥を沈める時間が大切なことだということです。禅語の中に，「七走一坐」という言葉があります。七回走ったら一度は座りなさいという意味です。ずっと走り続けていないと仲間から後れをとってしまう
ついつい私たちはそんなふうに考えてしまいます。しかし，長い目で見れば，ずっと走り続けることは良いことではなく，しばらく走ったら休息をとり，自分の走りを見直すことが賢明であると思います。
私たちは毎日の生活の中に「心を静かに保つ時間」，つまり「ぼんやりする時間」をいくつも見つけることができます。朝の駅のホームで電車を待つ時間，食堂で定食が運ばれてくるのを待つ時間，交差点で赤信号が青信号に変わるのを待つ時間，エレベーターで目的の階に向かう時間
つい先頃まではそういうひと時は「ぼんやりできる時間」だったはずです。ところが，今や私たちはスマートフォンをいじって，そういう時間を潰しています。
何も考えずにぼんやりしている「無」の時にこそ，ひらめきが降りてくるという話はよく聞きます。机に座って髪の毛をかきむしっているとき，パソコンに向かって身もだえするときに，ひらめきは降りてきてくれないものです。
「一日一止」という言葉もあります。一日一回は立ち止まりなさいという意味です。ずっと歩き続けるのではなく，一日一回は自分の歩みを見つめ直すことで，正しい歩みを創ることができるものです。
「一止」という字を見ると，「止」の上に「一」を乗せると「正」という字になります。1 日のうちで「無」の時間をもったり，自分を省みたりする時間をもちたいものです。

１ 月 の 行 事 予 定★生徒朝礼日月12
元

714815◆ノー部活デー

火日

成人の日

★

■学校徴収金振替日

水木●定時退勤日金34 ●年末年始の休日 年末年始の休日 仕事始め

59 ◆●
始業式
職員会議

10 ■
課題テスト

12161711土
6

3年到達度テスト

13

３年進路検討会 町ロードレース大会

英検◆●

校内進路検討会 1.17追悼行事

18

1920

3年進路懇談会 3年進路懇談会

避難訓練
2122★■2324 ◆●
西の日活動

2526

職員会議
28

29

★

フクちゃん読書の日

30

31

●

27

新制服ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ ３年思春期支援教室 中播PTCA研究大会
１年仕事のことを語る授業

漢検【 ２月の行事予定 】
2日 全学年到達度 15日 公立推薦・特色・多部Ⅰ入試(20日発表)
テスト

16・19・20日 期末考査

10日 私立入試

21日 特支学力検査 (29日発表)PTA委員会

13日 ＰＴＡ理事会

29日 PTA新理事選出会議
2009 年 12 月 25 日(金)開倫塾全校長、全講師各位(2)

塾生の自覚を促す武者語りの充実を目指して−何のために生きるのか、何のために働くのか、何のために進学するのか、のこ

進学して何を学ぶのか、自分が死んだあと後の世に何を 遺 せるか、etc −開倫塾
塾長 林明夫

冬期講習会の初日と最終日は各々 1 時間ずつ、講習会の授業中は毎日 3 分間以上武者語りをして、塾生の自覚を促し、学力を飛躍的に高めようとの開倫塾講師の社会的義務を果たすために何を語ったらよいのか。
(１)何のために生きるのか、何のために働くのか、何のために進学するのか、進学して何を学ぶのこのか、自分が死んだあと後の世に何を 遺 すことができるのか(金か、事業か、思想本・作品か、教育か、生き方か)(２)本や新聞を熱心に読む人は学力が高い、読まない人は学力が低い。本を読んで思慮深くなり、新聞を読んで批判的思考能力を身につけた人は学力が高い。「学び方を学ぶ能力」を身につけている人は学力が高い。
(３)「学習の 3 段階理論」を正確に身につけよう。
①「理解」とは、「うんなるほど」とよくわかること。辞書を使いこなそう。
②「定着」とは、一度「うんなるほど」と「理解」したことを正確に身につけること。
定着のための 3 大練習(ア)何も見ずにスラスラ言えるようになる→<音読練習>(イ)何も見ずに正確に書けるようになる→<書き取り練習>(ウ)問題を見た瞬間に条件反射で答えが言えるようになる→<計算・問題練習>③「応用」とは、「合格できるだけの得点ができること」「社会で役に立てること」(４)学校や開倫塾で学んだことは、すべて役に立つ。受験勉強は、世の中に出てすべて役に立つ。
(５)自分の行きたい学校が「一流校」。受験生は来年、全員一流校に合格しよう。非受験学年は 1
日も早く自分の行きたい学校、「一流校」を決め、「一流校合格」に向けて全力を尽くそう。

(６)英検に全員合格しよう。英語を身につけて世界にはばたこう。
以上のような内容を、熱く熱く語りに語ることで、塾生の自覚が生まれます。
「学習(教育)の成果を決定する要因」は、「本人の自覚」と「教師の力量」です。「教師の力量」には、「本人の自覚」を促すことも含まれます。
先生としてできることは何か。それは、塾生の目を輝かせることです。自覚を促し、塾生の目を輝かせてこそ、本人がやる気になり、学力を向上させます。
「武者語り」の時間を活用して、語りに語ってこそ開倫塾の講師です。語る内容は授業前に十分考え、必ずメモを取り、取ったメモを授業前に完全に頭にたたき込んでから「武者語り」をしてみましょう。
語り終わったら、感想を朱書きしファイルをしておくことも大事です。先生としての成長の記録となるからです。
大切なことは繰り返し、繰り返し武者語りすること。語った内容は校舎に掲示したり、コピーして塾生や保護者、地域社会の皆様にどんどん広めること。
よいことを広めるのに遠慮は要りません。開倫塾のホームページの中にある私のコーナーも、よろしかったら参考にして下さいね。
「チョーク一本の教育改革」、これが開倫塾の教育改革です。
以上
キットのご案内とつくりかた
今回は、「つかめる水」をつくります。
水風船のようなきれいな見た目で、触感もぷるぷるプヨプヨと気持ちいいんです♪
２つの材料さえ揃えば簡単につくることができます！
また、味や色をつけることもできるかも？！
自由研究にもオススメな実験キットです。

用意するもの●アルギン酸ナトリウム ２ｇ●乳酸カルシウム ５ｇ● 網じゃくし● おたま※穴あきスプーンなどでもOK！

● 水 １リットル● ボトル※フタがしっかりしめられる、透明なものが理想的です● ボウル～ ２種類の溶液をつくります ～① ボトルに、アルギン酸ナトリウム２ｇと水200mlを入れ、フタをしてよく振り混ぜる。
※ダマになりやすいのでしっかりと、透明になるまで② ボウルの中に、乳酸カルシウム５ｇと水800mlを入れ、スプーンなどでかき混ぜて溶かす。

★小さな泡だて器や菜箸などで混ぜてもOK！その場合、付着したアルギン酸ナトリウムはできるだけボトルの中に戻してください

そして、そのまま20分以上放置する。
ダマが多いときにはときどき振って混ぜる。

◆ これで２種類の溶液が完成！◆

～ 実験してみよう！！ ～③ ①の溶液が透明になるまで溶けきったら、おたまなどにゆ～っくりと注ぎ入れる。

⑥ 手にのせたり、やさしくつかめたら実験成功！

★最初は、おたまの半分くらいまでにしてみてください④ ②の溶液の中に、静か～に落とし込み、５～10分程待つ。
そうするとだんだんと沈んできます。
下のポイントを読んで、たくさんつくってみよう！

【おいしい「つかめる水」？！】①の溶液をつくるときに、食紅で色をつけたり、水の代わりにジュースなどでもつくることができます。
ジュースでつくる場合は、甘いものがオススメ♪
コーラや炭酸水でつくるとどうなるかな・・？！

★待つ時間が長いと、外側の膜が分厚くなっていきます。
短すぎると、膜が薄すぎて、つまんだときに破けてしまいます。
★①の溶液を②に入れるときは、一度にたくさん作らないようにしましょうとなりのものとくっついてしまいます！
★ボウルの端から２～３センチのところから端に向かって注ぐと、きれいな球形になりやすいです。

端から２～３センチのところから注ぐと◎＊注意＊「つかめる水」は食べることができますが、食用に適する材料と、清潔は道具を使用し、その日のうちに食べてください。
※今回のキットのアルギン酸ナトリウムと乳酸カルシウムは、食用に適さないので、食べないでください！
●「アルギン酸ナトリウム」と「乳酸カルシウム」はネット販売サイトで購入することができます●材料にはアレルギー物質が含まれなくても、製造ラインでアレルギー物質を含む製品を製造している場合があります。使用する製品の情報をよく読んでご使用ください。

一度にたくさん作るととなりとくっついてしまう！

【人工イクラがつくれる？！】⑤ 沈んで膜ができたら、網じゃくしでやさし～くすくう。

④のとき、おたまではなく、スポイトで①の溶液を吸い、②にポタポタと落としてみると小さなマルがいっぱいできます！
着色した溶液で作ってみると本物のイクラのように見えるかも？！

「つかめる」水のナゾ★どうして “つかめる” の？
アルギン酸ナトリウム水を乳酸カルシウム水に入れると、乳酸カルシウム水に接した部分が瞬間的に化学反応し、アルギン酸ナトリウムに膜ができるため、つかむことができます。
※化学反応の詳細については、難易度が高いのでここでは紹介しませんが、「東京都健康安全研究センター」のウェブページで知ることができます。

乳酸カルシウム水

アルギン酸ナトリウム水膜ができる★「アルギン酸ナトリウム」と「乳酸カルシウム」ってなに？
どちらも、食品の味をととのえたり、長期保存を可能にしたりする「食品添加物」と言われるものです。

●「アルギン酸」
こんぶ、わかめなどの海藻に含まれる天然の食物繊維で、海の中ではミネラルと反応してゼリー状になっています。海藻類のぬるぬるネバネバの成分です。タレやソースに粘り気を与えたり、アイスクリームの安定性を向上させるときなどに使用されています。

●「乳酸カルシウム」
とうもろこしや砂糖大根などを原料とする植物由来の成分です。
スポーツドリンクや健康食品、飴などのカルシウム成分の強化や、食品にうまみを与えるためなどに使用されています。

★「つかめる水」の未来はとってもエコ！
「つかめる水」は、ロンドンの大学生が、環境のためにペットボトルを減らす目的で“持ち運べる水”として考案したものです。水風船のようになっているので、ペットボトルの代わりに水を中に閉じ込め、衛生的に製造・管理ができれば膜の部分も食べることができることから、プラスチックごみを削減できるという発想から生まれました。
これは、マラソン大会での活躍が期待できそうです！給水所で、プラコップやペットボトルを使わずに水分補給をするのが当たり前になるかもしれません（ロンドンでは実際にテストしたようです）今後、いろいろな面での活躍が期待されますね♪
2022 年 12 月
各位

年賀状廃止のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度弊社では、DX の推進及び SDGs の取り組みの一環として、来年以降すべてのお取引先様に対する年賀状を控えさせていただくことになりましたことをご案内申し上げます。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
ＦＲＴ株式会社
代表取締役社長 石川 義行
令和 5 年 12 月号

水分補給

し て ま す か？

職場でも家庭でも何かとあわただしい師⾛。唐突ですが、最近⽔分補給していますか︖
夏場は熱中症対策などでせっせと⽔分を補給していたのに、涼しくなってからというもの、あの熱⼼さはどこに⾏ってしまったのでしょうか︖
人間の体の約 60％は⽔分です。毎日食べ物や飲み物などから 2〜2.5 リットルの⽔分を摂取し、尿や便、汗などで同じくらいの量の⽔分を体から排出しています。これは季節が変わってもあまり変化ありません。なのでこの時期、熱中症の危険は去りましたが、⽔分補給の重要性は夏場と変わってはいないのです。
もう⼀度、⽔分補給について考えて生活を整えましょう。

（１）風邪対策に水分補給
寒くなってきてからというもの、職場で、街中で、風邪を引いている人をよく⾒かけるようになりました。風邪対策の王道であるうがい、手洗いに加えて「⽔分補給」も大事な予防策のひとつです。風邪やインフルエンザの原因となるウイルスは、乾燥した状態で活発に活動します。反対に湿度 50％以上になると活動が急激に低下します。
⽔分補給は喉や鼻の粘膜をうるおしてウイルスの侵入を防ぐと同時に、侵入したウイルスを痰や鼻⽔によって体外に排出する作用を助けます。また、風邪をひいてしまったら発熱や食欲低下、下痢、嘔吐などの症状により体からの⽔分排出が多くなりますので、普段以上にきちんと⽔分を補給するようにしましょう。

（２）脳卒中、⼼筋梗塞予防に水分補給
冬場には脳卒中や⼼筋梗塞の発症が増えます。これは寒くなって⾎圧が上昇することも⼀因
ではありますが、⽔分補給も大いに関わっています。寒くなって汗をかかなくなり、のどの乾きを自覚しにくくなる冬場は⽔分摂取が少なくなります。⽔分摂取が少ないと、⾎液の粘度が上がり、いわゆる「ドロドロ」の状態となります。ドロドロ⾎液によって⾎管が詰まりやすくなり、結果として脳卒中や⼼筋梗塞を引き起こす可能性が⾼くなります。
脳卒中、⼼筋梗塞予防のためにも、冬場も⽔分補給︕です。

（３）忘年会・新年会に水分補給
この時期、忘年会や新年会など飲酒の機会が多くなります。
お酒を飲むと喉が渇くことは多くの方が経験されていると思いますが、アルコールには利尿作用があるため、飲酒が過ぎると体は脱⽔状態となります。
アルコールを飲んだら意識的に⽔分を補給して、脱⽔状態を防ぎましょう。
また、日本酒造組合中央会では、悪酔いをしないとして飲酒の合間に⽔分を取る「和らぎ⽔」（日本酒を飲みながら飲む⽔のこと、合間に⽔を飲めば気分すっきり、深酔いしないそうです。）を勧めています。
⼀年の疲れをお酒で流しても、⽔分補給をお忘れなく。。。(#^.^#)［出典］協会けんぽ

お役⽴ち情報「冬の⽔分補給」
2017年6月号
紫陽花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか？
今月のSawamoto Dental Office Newsは「メインテナンス」について特集してまいります。
●その治療に責任をもちたい。だからメインテナンスにおいでください！
もしかして、こんな経験ありませんか？

歯周病が再発！？

次々にむし歯が！？

歯周病は、進行すると歯を支えている骨が溶けて失われ、治療をしてもなかなか元に戻りません。歯周ポケッ
トもいったん深くなると、放ったらかしにしていては汚れが溜まって炎症が起きやすくなってしまいます。

むし歯を治療すると「むし歯が治った」といいますよね。
でも本当でしょうか。詰め物や被せ物は失った部分を補う装具。風邪が治れば元通りになるのとは違います。む
し歯の穴は一度開いたら元には戻らないし、歯質が減る分、歯が弱くなってしまいます。

だからこそ「予防すること」が大切なのです！
●メインテナンスってなにをするの？
お口の中の健康診断のほかに、歯や歯ぐきをすみずみまでクリーニングし除菌します。患者さんに合ったセルフケアや間食のコツをお教えします。歯がツルツルになり、お口のなかがスッキリして気持ちがいいですよ！
メインテナンスの内容や、何ヵ月おきにおいでいただくかは患者さんのむし歯や歯周病のリスクによって変わります。効果を実感していただくには続けることが大切なので、仕事や学校、育児、介護などのご都合も含めて遠慮なくスタッフにご相談ください。
●むし歯が次々できてつらい。
★詰め物・被せ物の周りはむし歯に要注意！
詰め物や被せ物の周りは、削ったことのない健康な歯に比べむし歯に弱いってご存知ですか?歯と被せ物の継ぎ目には、どんなに上手に治療をしても、ミクロの目で見るとギャップ（段差）があり、そこにプラーク（細菌の塊）がたまりやすいからなんです。「被せ物が入ればもう大丈夫」と油断せず、定期的なメインテナンスで大切な歯を守りましょう。
●メンテを中断、歯がグラグラに。
★歯周病の再発に要注意！
歯周病が進行すると、深い歯周ポケットができますが、問題は、治療して炎症が治った後も歯周ポケットはなかなか浅くならないということなんです。放っておくと、歯ブラシの届かない歯周ポケットの奥に歯石やプラークが溜まって炎症が再発し、重篤になりやすいのです。歯を失わないためには、定期的に歯周ポケットのなかをきれいにして再発を予防しましょう。

「治療の必要な所が次々でてきて不安だ」「治療がつらくて歯医者さんが苦手」そういう方こそ定期的なメインテナンスを！治療を受けるための歯科医院から、気持ちよくて楽しい歯科医院へ。
私たちと一緒に病気を減らすお口の環境づくりをはじめませんか？
ごあいさつ

２０２２（令和４）年１月 15 日：発行

若 竹

（通算第 118 号）〒725-0023 竹原市田ノ浦三丁目 2-6
社会福祉法人若竹会「若竹編集室」

第 073 号

℡0846-22-4440・3090

理事長 脇田惠子令和 4 年の年明けです。令和 4 年 1 月 4 日、皆さんと元気な挨拶を交わすことができました。昨年末には、老人施設入所や、一般就労へのステップアップ、若竹への通所を考慮しての自宅で過ごすことを選択されるなど、それぞれ新しい年を迎えられた方もおられます。三障害を受け入れている若竹なので、それぞれの障害特性を踏まえ、個人に合った対応の大切さ

明けましておめでとうございます

新年明けましておめでとうございます

年末 12 月 28 日に、若竹の皆さんと一緒に館内を今年もよろしくお願いします

を職員一同改めて認識し、奮起しております。
平成 4 年、私がボランティアで法人化前の若竹作業所のお手伝いを始めたころのクッキーの売上は年間 80 万円

大掃除しました。一年間、作業で使った作業室を隅か冬至も過ぎ年も明けて陽の長くなったと感じ程度と記憶しています。その時からずっと新商品を開発しながらの販売を続けています。また、外の除草作業でら隅まで綺麗にしました。昼食は、年末の楽しみであます。私は年明けはずーっと TV を観て過ごしまは、少ない人数でしたが、職員と利用者さんと雪のちらつく中も、夏の炎天下の日も、休憩時間と除草後の爽快感る年越しそばを食べました。職員さんたちが真心を込した。駅伝やネタ番組ばかりで飽きてしまいましを楽しみに作業に勤しんでいたものです。更に内職では、定番の委託内職を着実に仕上げることで信用を得るこめて作ってくれたから温かくて美味しかったです。

た。歳を重ねることに、正月がつまらなくなりまとができました。そこから新しい内職の紹介を受けての今があります。人と人との繋がりの大切さをしみじみと年始は 1 月 4 日から仕事始めになりました。年末

す。何か他にしないと、と思う日々でした。…何感じています。

年始の休みが長かったから「辛いなあ～」と思いながらも作業を頑張りました。

もしてないけど…。

法人申請の折には、本当にたくさんの皆さまに助けて戴きました。多くの方にお会いしてお話をさせて戴きま

さて、2022 年が始まってコロナも落ち着くと思したが、コロナ禍の今ではお会いしてお話する機会も減っています。年を重ねる毎に、人との繋がりの大切さをつ

今年の干支は「寅」です。2022 年も新型コロナウ

いきや、新たな株の登場で感染急拡大。年が明けくづくと感じています。これからも皆さまとのご縁を大切にしながら、利用者さんと一緒に、楽しく活気のある若イルスで苦しめられる年になるのでしょうか？新規ても、コロナの話題は尽きません。オミクロン株

竹であるように力を尽くして参ります。

感染者がオミクロン株の影響で増加しています。デルは、上気道で増えやすいらしく、より一層手洗い、タ株に比べると重症になりにくいと言っていますけ

うがい、マスク着用が大事になるそうです。今年

ど、ワクチン 2 回接種しててもブレークスルー感染をこそコロナが収まるのを願うばかりです。これかしてしまう恐ろしい「変異種」です。広島県でも増えらも、手洗い、うがいをより一層気を付けて、健理事長

脇 田 惠 子ています。自分たちが出来る事は、手洗い・うがいを康に過ごしていきましょう。

理 事

井 口 哲 彦

して日常でもそうだけど人と接する場面でもマスク…いったいいつまでコロナが続くのか…

理 事

山 内 英 明理 事

吉 田を付けて、ある程度の距離を保っていきましょう。暗令和 4 年が皆様にとって良いお年となりますよう祈念いたします。本年もよろしくお願い申し上げます。
若竹会役員一同

豊い日々になりますが少しでも明るく元気で過ごせる

PS 大谷選手 MVP理事

大 石 睦 子

ため、3 回目のワクチン接種を早く受けて新型コロナおめでとうございます。

理事

竹 田鈴木誠也選手監事

升 元 惠三郎

応援しています。1/14Y.T

監

事

中 尾 泰 美が収束したらと思っています。
今年もよろしくお願いします。

1/14 T.H.T.T
2022 年の皆さんの目標を聞きました☆体調管理に気をつける☆入院しないようにする☆体がボロボロなのでほどほどに仕事する

若竹会後援会役員一同

若竹会評議員一同博評議員

亀 尾 善 煕会長

日 谷 博 光評議員

中 本 普 己副会長

竹 鶴 紘 子評議員

白 石 台 造副会長

児 玉 忠 則評議員

吉 本 郁 子

理事

中 尾 泰 美評議員

増 田 正 人理事

山 本 晋 児評議員

久保田 寛 子

理事

宮 本 幹 三

評議員

黒 田理

事

竹 前 勇 二望寄付・寄贈 (令和 3 年 7 月 13 日～令和 4 年 1 月 14 日) ありがとうございました☆健康管理に気をつけて

☆金一封

☆物 品

若竹に毎日来る

中尾 泰美さま

匿名希望さま(7 回)

匿名希望様(2 回)

匿名希望さま(5 回)

資格をとろうと思う

升元惠三郎さま

匿名希望さま(2 回)

宇根本年美さま生信 正則さま(5 回)☆病気をしないようにする☆年男なのでがんばる☆年末年始で太ったのでやせる☆体調管理に気をつけて毎日くる☆ちゃんと仕事する

宮下 昌展さま

橋本よしえさま

平木 貞美さま

中野清四郎さま(2 回)☆体に気をつけて休まない様にする☆腰が痛いのでなおしたい☆みんなと仲良くしたい吉田前川 訓三さま

上戸 庸子さま

黒崎さま☆自分なりに一年がんばる☆風邪をひかないようにする

山元 経穂さま(2 回)

辻☆そうじをする☆体に気をつけて外出を長時間

寺本 誠子さま小島 和幸(2 回)

赤道 敏明さま(3 回)

匿名希望さま☆一年間まじめにする☆体調がよくなってやりたいことがしないように気をつける☆休まず来るいっぱいあるのでがんばっていきたい ☆仕事をがんばる

豊さま脇田惠子 小島尚美

竹前 勇二さま

孝明さま
ＬＥＣ ＮＥＷＳ
株式会社東京リーガルマインド：東京都千代田区神田三崎町 2-2-12 TEL：03-5913-5011(代) FAX：03-5913-6030
代表取締役 反町 雄彦
2023 年 10 月 19 日

NO.23-016【無料セミナー】「高度外国人材と在留資格（技・人・国と特定活動４６号）」～高度人材の受入と在留資格のポイントとは？20 年以上の実務経験を持つ行政書士が解説します！～

各種資格・国家試験の総合スクール株式会社東京リーガルマインド（代表者：反町 雄彦、本社：東京都千代田区、以下 LEC）は、11 月
6 日（月)に無料セミナー 「高度外国人材と在留資格（技・人・国と特定活動４６号）」を開催します。

■ セミナー概要
高度外国人材を採用する際、避けて通れないのが在留資格の問題です。日本に在留中の外国人留学生にしても、海外にいる専門的な技術、知識を持つ外国人にしても、日本で専門的な仕事に就くのであれば、いわゆる就労ビザの取得が必須となります。
高度人材向けの在留資格として一番メジャーなのは「技術・人文知識・国際業務」であり、ホワイトカラー職の大半の方が取得する在留資格ですが、それ以外にも外国人留学生向けの「特定活動４６号（本邦大学卒業者）」という在留資格もあります。
また、特定技能のような現業的な業務向けの在留資格もあり、それらをどのように使い分け、申請するべきなのか、高度人材の受入機関となる企業様向けに在留資格ごとのポイントと活用方法を、入管行政に精通し２０年以上の実務経験と多数の申請実績を持つ行政書士が詳細に解説いたします。

講演内容
・

在留資格、在留カード、各種申請手続きの基礎

・各在留資格の位置づけ

・

技術・人文知識・国際業務とは・

技術・人文知識・国際業務の許可事例と不許可事例

・

特定活動４６号とは・

特定活動４６号の許可事例と不許可事

・その他の在留資格（特定技能、高度専門職等）※講義内容が一部変更になる場合があります。

等

受講対象者 【以下のように感じている人事ご担当者様・経営者様】
・

外国人の採用を検討しているが、就労ビザのことがよく分からず基礎からしっかり学んでおきたい方

・

実際に自社で申請準備を進めているが、自信を持って申請できない方

・

外国人に内定を出す際に何に気をつけておくべきか知っておきたい方

・

実際の事例に基づいた入管の審査の判断基準を知りたい方

開催情報・参加方法
開催日時 ： 2023 年 11 月 6 日（月）14:00〜15:30
開催形式 ： リアル会場セミナーのみ
会場 ： LEC 中野本校 （東京都中野区中野 4-11-10 アーバンネット中野ビル
参加申し込みページ ： https://partner.lec-jp.com/biz/topics/topics_35394.html
参加費用 ： 無料（事前申込制）※参加定員先着 50 名。申込期日は 2023 年 11 月 5 日（日）23:59 となります。

登壇講師
谷 勇（Isamu Tani）
行政書士谷国際法務事務所 代表行政書士
早稲田大学商学部卒業。LEC 専任講師等を経て 2000 年に行政書士登録後、国際業務を中心とした実務に従事。
多くのグローバル企業を顧客に持ち、入管手続きに関して多数の申請実績がある。

■外国人雇用支援に関する LEC の取り組み
LEC は「AI 時代において倫理 ・知的創造を担う人財の育成と、人類の持続的な繁栄に貢献する経営管理者を養成すること」をその使命として掲げております。当然ながら、この対象には日本で働く、またはこれから働きたいと考える外国人も含まれるものであり、特に少子高齢化の影響を大きく受けるビジネスの場面においては、国や公共団体の施策に先立って解決に取り組んでいくことが求められると考えます。このような背景から、倫理・知的創造を担う外国人財の育成が適切に行われ、その活躍を通して企業として人類の持続的な繁栄に貢献しうる企業と経営者の養成を実現できるよう、2019 年に「外国人雇用支援センター」を設立しました。

外国人雇用支援センターについて「日本と海外諸国の人々が、相互理解のもと共生社会を実現できる環境づくり」を目指して、2019年にLECと関連団体・有識者メンバーにより設立した外国人雇用を支援するためのプラットフォームです。外国人就労者と雇用主の双方が、国境の壁を越え同じ目標に向かい協働していける環境構築を支援するため、「外国人雇用管理主任者」資格認定を通した企業担当者や専門家の育成、外国人就労者向けの教育コンテンツの提供、各種情報発信セミナー、専門家・サービスの紹介等をおこなっています。
URL ：https://eacf.jp/

LEC（株式会社東京リーガルマインド）について
会社名 ：株式会社東京リーガルマインド
代表者 ：反町雄彦
創業 ：1979 年
事業内容 ：各種国家資格、公務員受験対策スクールの運営、企業向け資格・ビジネススキル研修の受託提供、公共団体向け職員研修・中小企業支援・求職者支援事業などの受託提供・大学向け学内講座の受託提供、専門職大学院「LEC 会計大学院」の設置・運営

URL ：https://www.lec-jp.com/**********************************************************************************************
本件に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド 法人事業本部

TEL：03-5913-6047

取材に関するお問い合わせ ＬＥＣ東京リーガルマインド 総務課

TEL：03-5913-6220
主な業績（窪田敏行）
建設省建築研究所と近畿大学における鉄筋コンクリート構造の耐震性に関する研究及び日本建築学会における研究活動、また、「日本建築センター」や「日本建築総合試験所」における構造評定や建築技術性能評価などの経験をもとに、建築技術の評価や開発への手助けに貢献しています。
主な業績
鉄筋コンクリート曲げ材の強度と変形に関する研究（スタブを有する帯スラブの曲げ破

1.

壊実験）
、窪田敏行、日本建築学会論文報告集、195 号、pp.9-18(1972)
単体引張試験によるメカニカルジョイントの継手性能の評価に関する一提案、

2.

小倉弘一郎、園部泰寿、窪田敏行、
コンクリート工学協会

鉄筋の継ぎ手および定着の設計施工に関するシンポジウム発

表論文集、pp.93-96（1976）
引き抜き試験によるはり主筋の機械式定着耐力の評価、

3.

村上雅英、藤達也、窪田敏行、コンクリート工学論文集、第 8 巻第 2 号 pp.1-10（1997）
Correlation Study on Shaking Table Tests and Pseudo-Dynamic Tests by RC Models

4.

Yoshikazu Kitagawa, Toshiyuki Kubota, Takashi Kaminosono, Tetsuo Kubo
Proceedingsof8thWorld

Conferenceof

EarthquakeEngineering,

Vol.6,pp.667-674(1984)
鉄筋コンクリートの圧縮塑性域に関する実験研究5.

森下卓明、勅使川原正臣、窪田敏行
コンクリート工学協会、コンクリート構造物の靭性とその評価法に関するコロキウム論
文集、pp.13-20(1988)
ト形骨組み試験によるはり主筋を機械式定着した接合部の破壊性状、

6.

村上雅英、藤達也、窪田敏行、コンクリート工学論文集、第 9 巻第 1 号 pp.1-9（1998）
8. ＲＣ造建物の耐震性能評価に用いる各種静的漸増解析結果のばらつき比較、

今西達也、中川佳久、窪田敏行、日本建築学会構造系論文集、545 号、 pp.127-134(2001)

耐震性能評価用の各種解析プログラムによる RC 造建物の地震応答解析結果の比較、

9.

辻幸二、山口圭介、深野慶、窪田敏行、日本建築学会構造系論文集 550 号、pp.119-126 (2001)

10.

Inelastic behavior of reinforced concrete space frame structure with structural walls underseismic load
Tatsuya Imanishi and Toshiyuki Kubota、 Proceedings of the first fib congress 2002 、

pp.677-684 (2002)

11.

機械式定着工法による RC 造ト形接合部の終局耐力に関する設計条件
益尾潔、窪田敏行 日本建築学会構造系論文集、590 号、pp.87-94（2005）
コーエーテクモ

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
20１８年９月２５日
株式会社コーエーテクモゲームス

中国での著作権侵害訴訟（第二審）における勝訴判決のお知らせ
株式会社コーエーテクモゲームス (代表取締役社長：鯉沼久史、以下「当社」)は、中国の北京三鼎夢軟件服務有限公司（以下「3DM GAME」）による海賊版配信行為に対して著作権侵害訴訟を提起しておりましたが、今般、第一審に続き、第二審にても当方の主張が全面的に認められ、3DM GAME に約 162 万人民元（約 2,650 万円）の支払いを命じる判決（第一審判決を維持）を得られましたのでお知らせいたします。
なお、3DM GAME は最高人民法院に上告せず、損害賠償金の支払いに応じたため、当社の最終的な勝訴が確定いたしました。
１．事件の概要
原 告： 株式会社コーエーテクモゲームス
被 告： 北京三鼎夢軟件服務有限公司
裁判所： 中華人民共和国 北京高級人民法院
提訴日： 2018 年 1 月 18 日（同年 3 月 20 日受理）
判決日： 2018 年 5 月 15 日
２．訴訟の概要
本訴は、当社が開発し、著作権を保有するゲームソフトウェア『三國志 13』『信長の野望･創造』『信長の野望･創造 戦国立志伝』『真・三國無双７ Empires』『戦国無双４-Ⅱ』の 5 製品の海賊版を自社サイト上で無断配信していた 3DM GAME に対して、当社から配信の停止を求める再三の警告をしておりましたが、3DM GAME が当社警告を無視して配信を継続したため、やむを得ず、2016 年 5 月 26 日付（5 月 31 日受理）にて、著作権侵害を理由として配信の差止ならびに損害賠償の支払いを求める民事訴訟を北京知的産権法院に提訴したものです。
３．判決の要旨(1) 3DM GAME は対象 5 製品についてネットワーク配信行為を直ちに停止すること(2) 『三國志 13』の著作権侵害に関して 3DM GAME は当社に 50 万人民元を支払うこと(3) その他 4 製品の著作権侵害に関して 3DM GAME は当社にそれぞれ 20 万人民元（計 80 万人民元）を支払うこと(4) その他弁護士費用及び公証費用等として 3DM GAME は当社に約 32 万人民元を支払うこと

第一審判決、第二審判決ともに、当社の主張が全面的に支持された結果と判断しております。
特に、『三國志 13』については、1985 年の第 1 作の発売から 30 年以上にわたりシリーズ製品が発売され、一定の知名度及び人気度を有することを裁判所が加味すると共に、3DM GAMEの海賊版配信の悪質性が明確であることから、裁判所の裁量上限である 50 万人民元の賠償額が認定されました。

当社では、今後も、国内・海外を問わず、著作権及び商標権等の知的財産権の侵害行為に対して引き続き厳格に対応すると同時に、多くのユーザーの皆様にご満足いただけるゲームを開発及び提供できるように努力してまいります。
以上

この記事作成に関するお問い合わせ先
株式会社コーエーテクモホールディングス 管理本部
TEL：045-562-8111
会社情報ホームページ https://www.koeitecmo.co.jp/
平成２９年３月２４日
各位
上場会社名
代 表 者 名南 海 辰 村 建 設 株 式 会 社
取 締 役 社 長 猪 﨑 光 一（コード番号 1850 東証第２部）
取締役
執 行 役 員問 合 せ 先山 本昇
経営支援本部長（ＴＥＬ ０６－６６４４－７８０２）

執行役員の異動および業務分担変更に関するお知らせ

次のとおり執行役員の異動および業務分担の変更を実施いたしますのでお知らせいたします。

・異動（平成２９年４月１日付）
新
執行役員 建設統括本部建築本部部長

氏 名
もりおかひろし森岡啓

旧顧問（建設統括本部建築本部勤務）

・業務分担変更（平成２９年４月１日付）
新
常務執行役員 東京支店副支店長
兼安全環境部長氏 名
き く ちよしのぶ

菊地義信

旧常務執行役員 東京支店副支店長

以 上
＜ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー社コメント＞2019 年 8 月

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 301 号
一般社団法人 投資信託協会会員 / 一般社団法人 日本投資顧問業協会会員

ダン・ファス氏 卓越した運用により2019 年モーニングスター社 優秀ポートフォリオ・マネジャー賞を受賞
・長期のトラックレコードに裏打ちされた債券運用の先駆者
・ルーミス・セイレス社における次世代の債券ファンドマネジャー育成にも貢献（シカゴ 2019 年 5 月 9 日）
ナティクシス・インベストメント・マネジャーズ・エル・ピーの子会社であるルーミス・セイレス社（以下ルーミス社）はダン・ファス氏が 2019 年のモーニングスター社優秀ポートフォリオ・マネジャー賞を受賞したことを謹んで発表します。
モーニングスター社は 1988 年から毎年優秀なポートフォリオ・マネジャーを選出し、賞を授与しています。この賞は、優れた投資能力を発揮し、投資家の利益のために市場のコンセンサスと異なる投資行動を取る勇気を持ち、ファンドの投資家に利益をもたらした、ポートフォリオ・マネジャー、資産運用会社、将来有望なマネジャーを表彰するものです。
モーニングスター社の優秀賞は、同社のマネジャーリサーチグループの調査と徹底的な質的評価により選出されています。
「ダン・ファス氏は 1991 年来、ベンチマークにとらわれない運用を行う、ルーミス社の代表的なファンドであるルーミスセイレスボンドファンドの債券マルチセクターアプローチの先駆者です。ルーミス社で、同氏はバリュー（割安債券）主体で、時に逆張りでアグレッシブな戦略により、当ファンドおよび同種ファンドにおいて、類まれな長期の運用成果を挙げてきました」とモーニングスター社のマネジャーリサーチアナリストのアルフォンゾ・ブルノ氏は言います。「ダン・ファス氏は同社の CIO（最高投資責任者）であるジェイ・パーク氏と共同で債券投資プロセスを体系化し、ルーミス社の次世代の債券ファンドマネジャー育成に貢献した功績もあります。」「モーニングスター社がダン・ファス氏を今年の優秀ポートフォリオ・マネジャー賞に選出してくれて光栄です。彼はまさに尊敬に値する真の投資家ですが、一個人としても素晴らしい人なのです」とルーミス社の CEO（最高経営責任者）であるケビン・チャールストン氏は述べています。「ダン・ファス氏がルーミス社に入社したのは 40 年以上前ですが、同氏の好奇心溢れる知性や投資センス、謙虚さ、他に類のない顧客への献身は我々の組織の基本精神となりました。マルチセクター投資の先駆者として、彼は一貫した投資哲学に基づき、フレキシブルで長期の、ベンチマークにとらわれないバリュー選好アプローチによるチームを組成し、一連のファンドを立ち上げたのです。」

1

ダン・ファス氏は資産運用業界で 61 年の経歴があり、ルーミス社には 1976 年以来勤務しています。
彼は同社の取締役会副会長であり、ルーミス社の代表的なファンドであるルーミスセイレスボンドファンド、並びにルーミスセイレスインベストメントグレードフィクストインカム、ストラテジックインカム、フィクストインカム、インスティテューショナルハイインカム、グローバルアロケーションファンドの共同運用マネジャーです。なお、ルーミスセイレスボンドファンドは、2009 年にモーニングスター社の債券部門のファンドマネジャーオブザイヤー賞を受賞してします。2012 年、同氏はインスティテューショナル・インベスター・マネー・マネジメントの生涯功労賞とリッパ－・エクセレンス・イン・インベスティング賞を受賞しています。2013 年、ダンはミルウォーキー州 CFA（米国証券アナリスト）協会の生涯功労賞を受賞しています。2000 年、債券とポートフォリオ分析の発展に対する、同氏の長年の献身と生涯に渡る功績が称えられ、債券アナリスト協会の栄誉殿堂入りしています。同氏は 2 度にわたりボストン CFA 協会の会長を務めています。同氏はマーケット大学で学士（理学）と MBA（経営学修士）を取得しています。
以 上

本資料は情報提供のみを目的として提供されるもので、運用上のアドバイスを目的としているものではありません。ここに含まれる見解や予測は著者の定性的判断および仮定を反映したもので、必ずしもルーミス・セイレス・アンド・カンパニー社（以下、ルーミス社）の見解を示したものではありません。実際に起きることは予測と違うものになるため、市場が予測通りの動きをすることを保証することはできません。本資料の情報はルーミス社のいかなる投資戦略や運用商品の実際あるいは期待されるパフォーマンスを表すものではありません。第三者から入手したものを含め信頼できると判断した情報を元に作成しておりますが、その正確性を保証することはできません。本資料における見解は今後予告なしに変更することがあります。上記受賞歴は過去の運用にもとづくものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。

2■投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元金が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては投資信託説明書（交付目論見書）をよくご覧ください。

■投資信託に係る手数料等について[ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。]■申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限 5.4％（税抜 5.0％）■換金時に直接ご負担いただく費用 …… 信託財産留保額 上限 0.3％
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用…… 信託報酬 上限 1.998％（税抜 1.85％）■その他の費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
《ご注意》
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率等につきましては、朝日ライフ アセットマネジメントが運用するすべての投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

本資料は、朝日ライフ アセットマネジメントが、提携先であり、運用を委託している以下、ルーミス社がホームページに掲載した資料を、同社の情報提供を目的として、日本のお客様向けに日本語に翻訳したものです。したがって、特定の金融商品の勧誘を目的としたものではありません。本文中に特定の銘柄についてのコメントがある場合、当銘柄についての投資の助言や取引の推奨を行うものではありません。また、法令に基づく開示資料ではありません。十分な注意を払い翻訳しておりますが、英文と日本文の内容に相違が生じた場合には、英文が優先するものとします。なお、英文につきましては https://www.loomissayles.com/をご参照ください。資料の記載事項については資料作成時の執筆者の見解であり、将来予告なく変わることがあります。
1908155

3
WB7530 シリーズ

インテリジェント視程計

天気の判別

霧・かすみ・もや・晴れ
降水判別 ： 4タイプ（WB7533形）
7タイプ（WB7534形）
小型・軽量

送信部・受信部・制御部・感雨部
温度検出部を一体化

設置が容易

近赤外線光の前方散乱方式を採用しているので光軸合わせの必要がありません■ 外 形 図（ 単 位： m m ）4W B 7 5 3 3

シリーズ共通WB7531／WB7532
695405W B 7 5 3 4

φ2540

W B 7 5 3 3W B 7 5 3 4147197

70.05mm/h

φ60

WB7531 10
2,000
WB7532 10
20,000m
WB7533 102,000m
WB7534 1020,000m
1010,000m ±1010,000
20,000m ±15WB7533

WB7534695152
201168217695404010±5%60
15φ60φ60875nm■ システム 構 成 例

Ir-LEDIEC

EN 60 825-1 1.2

受信ユニット

送信ユニットR S - 4 8 5 ※
感雨器

RS-232C※

4020mA1mA

Fis（フィールドインフォメーションサーバ）

3ch
-40

100

RS-232C

アナログ出力 4〜20mA
24 V AC50／60Hzr.h.

電 源■ F i s（フィーフドインフォメーションサーバ ）との 接 続 例
インテリジェント視程計

IP66※RS-485

RS-232C
またはRS-485
100 V AC

+55℃ 060m/s

気温検出部

制御部

12 50 V DC
24 V DC
24 V AC
10W
65W
WB7531
WB7532695 W ×197 H ×405 D
WB7533695 W ×201 H ×405 D
WB7534695 W ×217 H ×405 D3 kg

茶白赤黒

WM4521-VI
入力端子モジュール白／緑
茶／緑
白／黄黄／茶WM8852
視程モジュール

A（＋）
B（ー）
SG＋
ー

電源 12 ～ 50V DC＋ー

ヒータ電源
24V DC ／ AC

自 然を計り、自 然と共 存し、技 術と創 造で人々の 安 全 な 暮らしに貢 献します

（旧：横 河 電 子 機 器 株 式 会 社）

URL https://www.ydktechs.co.jp/

2020年10月、（旧）横河電子機器株式会社から社名変更いたしました。
本カタログには旧社名のロゴマーク等が含まれている場合があります。
あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・ご相談は■本社
第２営業本部〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-23-13
TEL：03-3225-5364
FAX：03-3225-5314■ 関西支店〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町 2-1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 7F
TEL：06-4706-8026
FAX：06-4706-8028＊記載内容は、お断わりなく変更することがあります

WB7530-01

2021.04

4版
Ｐ３を開催しました！
世界糖尿病デー院内イベントは当院の毎年恒例の行事になっています。今号では行われたイベントのもようをご報告します。

講演会

2013 年 11 月 13 日

スライドで分かりやすく講演

講師 稲澤 健志 医師

質問に耳を傾ける稲澤医師

講演会参加者の声
Ａさん
参加できてよかったです。血糖コントロールが出来ている人と出来ていない人では、その後の経過が全然違うというグラフが印象に残っています。なかなか目標値以下にならないため悩んでいますが、定期的に先生のお話を聴くことで日々の血糖コントロールが大切だということが再認識できます。（ＨｂＡ１ｃが）7.0％未満を目指していきたいと思います。

ポスター展示2013 年 10 月 11 日
～11 月 15 日

糖尿病サポートチームによる手作りのポスター

参加職員①
くまモンとふなっしーの登場は患者さんの気持ちを"ほっと"させてくれて良かったと思います。
糖質を制限する事はバランスをまず考えてから行う事が大切という事を先生が言って下さって助かりました。（栄養相談の時によく質問される事なので）Ｂさん
毎年参加しています。先生が言っていることは解っているけれど実行できないところが悩みです。先生のお話の中で、「入院したら治して帰りたい」という人がいると聞いて、私もそのように思いました。糖尿病は表に症状が現れない病気です。定期的に病院に通うことで、自分の状態を理解して上手に付き合っていくしかないと思います。

参加職員②
今年は『ＨｂＡ１ｃは 7.0％未満だモン』というテーマですが、ＨｂＡ１ｃの質というところまでＣＧＭ（24 時間持続血糖測定）事例をあげていただいたことで患者さんにも印象に残ったのではないかと思います。質の良い血糖コントロールを支援できるよう、外来での支援や療養教室で頑張りた
いと思います。

Ｃさん
稲澤医師の糖尿病教室の講演会で、少しずつ糖尿病のことが分かってきました。糖尿病は身近な病気でＨｂＡ１ｃや血糖値が大事だということが分かりました。

次のページ（４、５ページ）に講演会
で稲澤医師がお話しした内容をもとに、『糖尿病のおはなし』を掲載しています。そちらもご覧ください。

ボランティア活動日誌

患者を支える会

２０１３年１２月１９日
クリスマス会２０１３。３曲目「きよしこの夜」の合唱の後、サンタさんがベッドサイドに届けたのは香りのプレゼントです。素敵なポスターを見て、楽しみに待ってくださったというライアー（竪琴）コンサートには患者さん、ご家族、ご近所の方が詰めかけました。ライアーの調べは人々の緊張した気持ちを解きほぐし、内なる自分に触れる力があるようです。患者さんの目には涙が光っておりました。
パーキンソニズムをめぐるやりとり

医師＞ 元気にしていましたか？この 3 ヶ月は転びませんでしたか？
患者＞ 朝、足がもつれるようになりました。頭をぶつけないように、膝をついてよくすりむきます。
医師＞ 一歩目がなかなか出てこない？(すくみ足の確認)
患者＞ そうですね。
医師＞ まだ一人暮らし、頑張れそう？
患者＞ 考えたことないですけど。まだ大丈夫だろうと思います。
医師＞ 頭をぶつけないことも大事だけど、膝をついて骨折しないか心配ですね。骨粗鬆症の治療は受けていないんでしょ？
患者＞ 受けてないです。
医師＞ 良い薬がたくさん出ているから、治療を受けて欲しい気持ちもヤマヤマだけど。
病院に通うのも大変ですものね。
患者＞ はい。
医師＞

せめて転ばないように、動きを良くする薬を追加しましょうか？(すくみ足の治療の提案)
患者＞ 今だって大丈夫なわけではないけど、できれば薬は増やしたくない。幻覚が起きても困るし。(薬剤性幻視への不安)
医師＞ その気持ちもわかるけど、一番避けるべきは骨折なんですよね。コロナ禍の入院は、見舞いもできず寂しいですよ。
患者＞ 動き始めというより方向転換がね。落ち着いてやれば良いんですけど。
医師＞ それもいくらか良くなるとは思いますよ。若い頃のようにテキパキ動けるようにはならないけど。(すくみ足の治療をもう一押し)
患者＞ もう少し様子を見てみます。
医師＞ わかりました。また相談しましょう。
きょうと 「緑の雇用」マッチング支援(現場見学)

参加無料『森林の仕事けんがく会』〇

開催日
集合移動解散〇１１月２６日（土）９：００ 京都駅八条口 ＭＫのりば
借上げキャラバン使用
１７：００ 京都駅を予定

募集人員

定数８名
受付順とさせていただきます。

応募の要件 ・京都府内で林業の就業をめざしている方
・おおむね１８歳以上５５歳未満の健康な方

〇

申込期限

１１月１８日(金) 定員到達時点で締切ます。
申し込み・お問い合わせ〒６０４－８４２４
京都市中京区西ノ京樋ノ口町１２３(公財)京都府林業労働支援センター
TEL ０７５－８２１－９２７７ FAX ０７５－８２１－９２７８
E-mail 26kyoto@ams.odn.ne.jp〇

見学の概要(京都市右京区京北町地内)
・木材市場の見学
・製材所等見学など
・森林での伐採作業現場等の見学〇

その他
・集合場所等までの交通費等は参加者の自己負担
・見学の内容については、天候その他の状況により変更になる場合があります。
・昼食を各自持参願います。
・運動靴等、林内を歩ける服装で参加ください。
※ 詳細については、参加者に別途お知らせします。

令和４年度「緑の雇用」マッチング支援(現場見学)『森林の仕事けんがく会』申必須

氏名(漢字)

必須

氏名(かな)

必須

生年月日

S・H

必須

性別男

必須

住所

必須

携帯電話番号必須

メールアドレス

・込

書

女

〒

自宅電話番号
必須

参加動機

職業

FAX ０７５－８２１－９２７８

E-mail 26kyoto@ams.odn.ne.jp
〈２０３０年に向け、⼤切にすること〉

１．すべてのいのちを⼤切に−健康・安⼼・安全を最優先−

・お菓⼦を通じてすべての⼈のこころと体が健やかに過ごせる環境を⽬指します。
・労働安全の徹底と健康経営の推進をはかり、お菓⼦が健康としあわせの種となるようにつとめます。
・健康と安⼼、安全を⼤切にしたお菓⼦をお客さまへお届けします。

２．地球温暖化をこれ以上進めない−脱炭素の実現−

・⾃然環境や⽣物多様性を軸に据えた気候変動対策に取り組みます。
・滋賀県内でおこなわれるエネルギー⾃給の取り組みに参加します。
・温室効果ガスの排出量を減らし、国の⽬標よりも早い脱炭素の実現を⽬指します。

３．滋賀からはじめる循環型経済−フードロス削減と資源の循環−

・「フードロス・ゼロ」を⽬指し、⾷品以外でも循環できない廃棄物は出しません。
・地域のなかでさまざまな資源が循環し、再活⽤できるよう他社とともに取り組みます。
・⽯油由来のプラスチックは使⽤せず、包装資材なども循環できるものを使います。

４．持続可能な社会づくり―地球環境への配慮と保護―

・地球環境に配慮したお菓⼦づくりを通じ、滋賀の⾃然と琵琶湖の豊かさを守ります。
・滋賀をはじめ世界の⽣産者とつながり、厳選した素材をお菓⼦に使います。
・持続可能な農業が発展するようさまざまな取り組みをおこないます。

５．地域から未来へ伝える―地域の⽅々と守り、伝える―・多様性を理解し、⼈々が互いに尊重しあえる地域を⽬指します。
・地域の⽅々と関わりながら伝統や⽂化について深く知り、次の世代へつないでいきます。
・「ラ コリーナ近江⼋幡」は学びと経験をかさねながら、⾃然や伝統をつなぐ場所となることを⽬指します。
・社内外での教育活動など、地域の⼈づくりの⼒となれるような取り組みをおこないます。
・課題を解決するために⼀⼈ひとりが積極的に取り組み、さまざまな組織とも協⼒していきます。
** 2021 年 11 月 改訂（第 4 版）
* 2018 年 1 月 改訂（第 3 版）

承認番号： 22600BZX00498000

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
中心循環系塞栓除去用カテーテル 10714004 高度管理医療機器

オスピカ スネア用カテーテル
再使用禁止【禁忌・禁止】
1. 使用方法
1) 再使用禁止
2) 再滅菌禁止［品質が劣化する恐れがあるため］
3) 本品は、体内組織の成長により取り込まれた異物を除去するために使用しないこと。
［本品や組織を損傷する恐れがあるため］
4) 本品は、埋植された植込型心臓ペーシングリードの除去に使用しないこと。［本品や組織を損傷する恐れがあるため］
5) 本品は、フィブリンシースの剥脱に使用しないこと。［塞栓症の恐れのため］
2. 適用対象
1) 本品に使用されている金属材料に対して、アレルギー反応を起こす患者には使用しないこと。（問診を行い、本品による治療の妥当性について検討すること。）【形状・構造及び原理等】* 1. 組成
1) ポリエーテルブロックアミド／ステンレス鋼／ニッケル・チタン合金／コバルトクロム合金系金属／硬質ポリ塩化ビニル（可塑剤：クエン酸アセチルトリブチル）／ポリカーボネート／テフロン／シリコーン樹脂／ポリエステルエラストマー／PTFE／ポリアミド** 2. 形状
本品は、誤留置した血管塞栓物質、カテーテル・ガイドワイヤーの破損片、脱落したペーシングリード、金属ステント等の血管内異物を回収・除去することを目的とし使用するカテーテルである。開閉時にスネアとカテーテルシャフトの角度が 45 度になるタイプと 90 度になるタイプの 2 種類がある。
製品外観図⑤①③⑥④②①スクリューキャップ②サイドポート③カテーテルシャフト④スネア⑤スタイレット⑥蝶つまみ

3. 構造・構成ユニット
1) 構成
スネア用カテーテル
2) 寸法
ｶﾃｰﾃﾙ
直径(mm)

ｽﾈｱの長さ(cm)

ｶﾃｰﾃﾙｼｬﾌﾄの長さ(cm)

ｶﾃｰﾃﾙ有効長(cm)1.75

0～6.5最大ﾙｰﾌﾟ直径：
4.0110110～116.5

4. 作動・動作原理
スタイレットを押すとスネアが開く。スタイレットを引くとスネアが閉まり、カテーテル内に収納される。

1 / 2【使用目的又は効果】
1. 使用目的
本品は、中心循環系血管の閉塞の原因となる異物を除去するために設計された柔軟なカテーテルである。
【使用方法等】
1. 使用方法＜点検と準備＞
1) 本品開封前に、滅菌包装の損傷を確認すること。滅菌包装が開封されていたり、損傷のある製品は使用しないこと。
2) 使用前に、スネアのねじれ、開閉及び格納機能に不具合などがないことを確認すること。不具合のある製品は使用しないこと。本品のスネアを緩めるには、スクリューキャップを 1～2回反時計回りに回転させ開けること。
* 3) 安全コネクタを取り付けたサイドポートから滅菌生理食塩液を通して、カテーテルをリンスすること。スクリューキャップを閉じて、滅菌生理食塩液がカテーテルを流れ、末端から出るようにすること。
* 4) ルアーロックシリンジやルアースリップシリンジを使って脱気すること。サイドポートの安全コネクタは、シリンジを取り外した後、リーク防止のシールとして働く。シリンジを取り外すときは、安全コネクタが外れないように、しっかりと保持すること。シリンジを再度差し込む際には、安全コネクタを消毒すること。
＜操作＞1) スネアをスネア用カテーテル内に格納する。
2) X 線透視下で、市販のイントロデューサーキットを使用して、経皮的にスネア用カテーテルを血管に挿入する。
3) スネア用カテーテルを目的物に近づける。
4) スネアが目的物の場所に到達した後、スクリューキャップを開け、スタイレットを押すことにより、スネアを広げて、目的物を捕獲する。
5) スクリューキャップを閉じるとスネアが閉まり、目的物を保持できる。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
1) カニューレを使用しての脱気は行わないこと。［カニューレにより安全コネクタが穿孔され、シーリング機能が損傷される恐れがあるため］
2) 本品は X 線透視下で使用し、回収器具等の位置を常時確認しながら操作を行うこと。［血管の損傷を防ぐため］* 3) 本品は MRI 適合性試験を実施しておらず、MRI 環境下での使用について安全性は確立されていない。
4) 本品の操作時に少しでも抵抗を感じたり、先端の動きや位置の異常に気付いた時は操作を中止し、X 線透視下でその原因を確認し、排除すること。［血管の損傷を防ぐため］
5) スネアを回転させる必要が生じた場合は、細心の注意をもって、カテーテルとスタイレットを同時に回転させること。スタイレットをカテーテル内で回転させないこと。［ねじれや損傷などを起こす恐れがあるため］
6) 本品のスネアを開いた状態で、回収操作を行わないこと。また、本品の先端位置を変更するなどの操作を行う際は、スネアを回収器具内に格納してから行うこと。［血管の損傷を防ぐため］【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1) 本品の使用に際しては、血管用シースイントロデューサー､血*管造影用カテーテル及びガイドワイヤーを留置するための標準的なテクニックを用いること。
2) 使用前に除去する異物の位置、大きさ、形態を十分に把握すること。
3) 無理な力で目的物を回収しないこと。
4) 本品の原材料にポリカーボネートが含まれるため、脂肪乳剤等をはじめ油性成分、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含む医薬品、造影剤との併用使用は行わないこと。［本品を損傷する恐れがあるため］
2. 不具合1) 本品の破損
2) デバイスの引っ掛かり
3. 有害事象
本品の使用に伴い、次のような有害事象の恐れがある。
1) 心停止、死亡
2) 心臓又は血管の損傷・穿孔
3) 出血、血腫
4) 血管痙攣、血管損傷、血管狭窄
5) 低血圧症
6) 心内膜炎
7) 心タンポナーデ
8) 不整脈9) 血管塞栓症
10) 発熱11) 敗血症／感染症
12) アレルギー反応13) 造影剤漏出14) 脳卒中発作
15) 動脈塞栓症
16) 心筋梗塞
17) 肺塞栓症【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
滅菌済製品は、出荷時の包装のままで乾燥した場所に直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間使用期限を包装に記載【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者： 平和物産株式会社
電 話 番 号 ： 03-3287-0731
製 造 業 者 ： オスピカ AG（OSYPKA AG）
製造業者国名： ドイツ
V02

2 / 2
21世紀COEプログラム平成17年度成果発表会を開催

学報 2006.3

21世紀COEプログラム平成17年度成果発表会を開催
文部科学省が平成14年度から進めている国際競争力を有する世界最高水準の大学作りを推進するためのプログラムに採択されている琉球大学21世紀COEプログラム「サンゴ礁島嶼系の生物多様性の総合解析」の平成17年度成果発表会が、３月６日（月）に本学構内大学会館３階において開催された。
会場には今年度の研究成果を示す80件のポスターが展示され、各研究者が参加者に対してそれぞれの研究について発表を行った。
発表会場の様子

開会に際して、土屋誠COEプログラム拠点リーダーから挨拶があり、「研究者が相互に情報を交換して、勉強すると同時に研究のヒントを得て欲しい。知恵を出し合ってこのプログラムをさらに発展させ、このプログラムの存在を日本国内だけでなく世界に知らしめよう」との意気込みが語られた。
会場では、ずらり並んだポスターを前にして、約200名の参加者が活発な交流を行った。日本人による英語での発表も多く、国際化が進んでいることが感じられた。

https://warp.da.ndl.go.jp/...fo:ndljp/pid/10350041/www.u-ryukyu.ac.jp/univ_info/kouhou/gakuhou/data/439/edu/edu_01.html[2022/07/07 18:48:23]
オンラインAE診断計

MK-71

超低速1〜150rpm軸受診断をオンラインで実現
通常の振動計測では難しかった低速回転軸受の特許 診断を、軸受異常の進行により増大する弾性波技術 （Acoustic Emission）を捉え、独自信号処理技術により抽出・パラメーター化して診断します。
特長

1〜150ｒｐｍの超低速回転軸受の診断が可能
独自信号処理技術で AE 信号を抽出・パラメータ化算出した診断パラメーター値を DC4〜20ｍA で出力低コストで常時監視を実現
AE 計測値の IoT 化やビッグデータの活用に最適ポータブル低速回転軸受診断器（MK-560）との連携で詳細解析が可能
用

途

1~150rpm の軸受常時監視
PLC 等の生産システムへの出力
AE 信号のオンライン監視用
超低速回転設備納入時の標準組み込みも可能

常設型
AEセンサーAE-201SF

AE-201TF

基 本 仕 様*1 センサー異常時や設定画面時は DC 1mA 信号を出力します。

AE-201SF
201637.5

50

HEX272743.8

AE-201TF2065●常設型 AE センサー（オプション）仕様
型式
AE-201 ① - ② - ③④⑤
取付ブロック接着固定方式（取付ブロックと本体は袋ナット式ネジ取り付け）
ケーブル取り出し ①…SF: 横出し，TF: 上出し
ケーブル長②…5，10，20m
ケーブル保護
③…N: なし，F:SUS フレキシブルチューブあり
ケーブル端末処理 ④…F:フリー，B:BNCコネクター, C:MK-560コネクター
取付ベース有無⑤…無印 : なし，-B: 取付ブロック付き
ケーブル種類
φ 3FEP シールド付きケーブル
ピーク感度80dB 以上（1V/(m/s) 比）
プリアンプ
内蔵駆動電源+15V（75 Ω）
消費電流11.2 ～ 17.4mA
保護等級
IPX6
使用温度範囲-20 ～ 105℃
保存温度範囲-24 ～ 110℃
AE-201SF：約 135g
質量AE-201TF：約 134g

49AE 信号 1 チャンネル（入力インピーダンス 75 Ω）
測定モード
測定周波数範囲
測定周波数範囲
100kHz100k ～ 500kHz
200kHz200k ～ 500kHz
測定レンジ+30dB，+40dB，+50dB
THRU 信号（センサー信号のスルー出力）
前面
ENV 信号（センサー信号の包絡線検波処理信号）
出力信号
DC 4 ～ 20mA*1（許容負荷抵抗 600 Ω以下）
背面診断パラメーター値（E_ratio，E_area，E_peak，E_ave，E_sd，Peak，Ave）の中から出力値を 2 つ選択
選択パラメーター値ごとに上限 1 レベル（リレー接点 1a）
警報出力
接点容量 最大定格 AC 220V 1A，DC 24V 1A
ディレイ設定可能 0 ～ 10 回転分
電源
AC 85 ～ 264V 50/60Hz 10W 以下
外形寸法（W×H×D） 54 × 170 × 152 mm（突起部含まず）
使用温度範囲-10 ～ 60℃（非結露）
保存温度範囲-15 ～ 65℃（非結露）
質量約 870g

HEX2716●本体仕様
入力信号27※取付ベースに組み付けた状態クラウド

使 用 例
中継ボックス
中継ボックス

loT

生産システム

PLC

詳細解析
DCS

ポータブル低速回転軸受診断器（MK-560）※■はAEセンサー機 能 説 明〈診断パラメーター値モニター〉〈本体前面〉

警報発生ランプ

回転数と周期パラメーター値が警報レベル超過時に点灯

診断パラメーター値設定した
警報レベル
バーグラフ

センサー
異常ランプ

センサー断線等の異常発生時に点灯※診断の技術的な内容はMK-560の詳細資料を参照ください。

〈本体背面〉

センサー入力部
液晶表示画面信号出力端子台

操作ボタン

警報出力端子台

各種データの表示

診断パラメーター値をDC4〜20mA信号で出力画面の切り替えと設定値の変更

警報発生時のリレー出力端子台

信号出力コネクター

電源端子台

センサースルー信号、包絡線検波信号を出力

AC85〜264Vの広範囲対応※ カタログ仕様は改良のため予告なく変更することがございます。

ＵＲＬ: http://www.jfe‑advantech.co.jp/
本 社・本 社 工 場 〒663‑8202
東京支社東 北 支 店
名 古 屋 支 店
中 国・四 国 支 店
九 州 支 店
東日本事業所
西日本事業所(倉敷)
西日本事業所(福山)JC-MK-71-02A

兵庫県西宮市高畑町3‑48
FAX.0798‑65‑7025
TEL.0798‑66‑1508（計測診断事業部 大阪営業部）〒111‑0051 東京都台東区蔵前2‑17‑4（JFE蔵前ビル2F）
TEL.03‑5825‑7362
FAX.03‑5825‑5591（計測診断事業部 東京営業部）
FAX.022‑711‑7534
TEL.022‑711‑7535
FAX.052‑565‑0072
TEL.052‑565‑0070
FAX.086‑447‑3309
TEL.086‑440‑1580
FAX.092‑263‑1675
TEL.092‑263‑1671
FAX.043‑262‑4296
TEL.043‑262‑4238
FAX.086‑447‑4605
TEL.086‑447‑4596
FAX.084‑945‑5054
TEL.084‑945‑3568

20.07.5000 Ⓚ
ブロック共重合体のインテリジェントマテリアル機能(熱レオロジー流体)
工学部 化学システム工学科

熱レオロジー流体
Thermal Rheological Fluid
濃厚ポリエチレン微粒子分散系(粒子濃度約40wt%)

側鎖結晶性ブロック共重合体(0.5wt%)

工業化学研究室

側鎖結晶性ブロック共重合体

側鎖結晶性モノマー

溶媒親和性モノマー(n-butyl Acrylateなど)(Stearyl Acrylateなど)

低温・・粘度が劇的に減少
高温・・粘度が増加・ゲル化
Fig.1 Chemical structure of Side Chain Crystalline
Block Co-Polymer(SCCBC)

温度により自由に粘度をコントロールできる

SCCBC吸着SCCBCなし

挙動のメカニズム
SCCBCがポリエチレン微粒子表面から離脱

Fig.2 SEM images of PE particles. (a) : particles without SCCBC,(b) : particles with SCCBC. Scale bar is 10mm.

粘度増加

可逆的Fig.4 Example of TR effect
Fig.3 Temperature-dependence of thecomplex viscosity of a PE particle
dispersion with SCCBC at 0.1 rad・s-1.

温度によって表面特性のコントロールが可能

SCCBCがポリエチレン微粒子表面に吸着粘度減少

新たな高分子表面改質法など

産 学 官 連 携 セ ン タ ー［担当事務局：研究推進部産学知財課］〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目19番1号（文系センター高層棟4階）
TEL.092(871)6631 FAX.092(866)2308 E-mail: sanchi@adm.fukuoka -u.ac.jp
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu853/home1/

インテリジェントLiイオン電池
工学部 化学システム工学科

工業化学研究室

低温で高伝導率を示し、温度上昇に伴い電池自らが出力を下げるインテリジェント機能を有するセパレータ
側鎖結晶性ブロック共重合体
側鎖結晶性モノマー(Stearyl Acrylateなど)

Liイオン
伝導性
モノマー

伝伝導導度度高高(Diethyl ether acrylate など）

Fig.1 Chemical structure of Side Chain Crystalline
Block Co-Polymer(SCCBC)

機能発現メカニズム
低温
ブロック共重合体がポリエチレン(PE)に吸着し、リチウムイオンが動ける
孔径が増加（伝導度高）

温度抵
温度低インテリジェント多孔膜の展開分野
インテリジェント電池セパレータ

ガス分
離膜

燃料
電池

保湿膜

インテリジェ
ント多孔膜

水処
理膜

エタノール
分離膜

高温
ブロック共重合体が離脱しリチウムイオンが動ける孔径が低下（伝導度低）

医療・バイ
オ機能膜

産 学 官 連 携 セ ン タ ー

機能性フィルター
細胞膜
模倣膜［担当事務局：研究推進部産学知財課］〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目19番1号（文系センター高層棟4階）
TEL.092(871)6631 FAX.092(866)2308 E-mail: sanchi@adm.fukuoka -u.ac.jp
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu853/home1/

福岡大学工学部化学システム工学科
八尾 研究室研究基本テーマ「高分子の自己組織化を活かした機能材料形成メカニズムに関する基礎研究」

高分子の構造化を、自己組織化と言う視点で捉え、より高機能な素材創生の分子設計およびエネルギー的にも優れた創生プロセス設計に関する研究を展開。
現在の研究テーマ
 バイオマス高分子を用いた高機能性微粒子
バイオマス高分子による構造化微粒子

 機能性側鎖結晶性ブロック共重合体の創生とそれを利用した機能性素材の基礎物性研究

本
日展示
品

 ＴＲ（熱レオロジー）流体
 インテリジェントセパレータ

可逆
低温：流体

高温：固体

 感温特性を持つ機能性表面基板
 リサイクルプラスチックの高度再生技術

延伸倍率１０倍以上
 バイオマス高分子を用いた構造化膜
 多孔質エンジニアリングプラスチック薄膜

スピノーダル分解現象を用いた多表面積薄膜

研究室HP:http://www.cis.fukuoka-u.ac.jp/~shyao/
産 学 官 連 携 セ ン タ ー［担当事務局：研究推進部産学知財課］〒814-0180 福岡市城南区七隈八丁目19番1号（文系センター高層棟4階）
TEL.092(871)6631 FAX.092(866)2308 E-mail: sanchi@adm.fukuoka -u.ac.jp
http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu853/home1/
第６８回 男鹿駅伝競走大会ｲﾍﾞﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄ（第 7 回：7 区）

寒風山 （写真提供：男鹿なび）【第 7 区】
ﾚｰｽはﾄｯﾌﾟ学生ﾁｰﾑに 44 秒差の全体 2 位で遂に最終区ｱﾝｶｰ 7 区へ。
全 7 区間、全長 64.7km、3 時間を越えて争ってきたﾚｰｽも半島を 1 周し、遂にｺﾞｰﾙに至る。
7 区は、今年のｺｰｽ変更による新設区間で、旧ｺｰｽでは 1 区～2 区にまたがる 10.1km の区間であり、前半から細かなｱｯﾌﾟﾀﾞｳﾝを繰り返し、途中 2 ヵ所で約 2km に亘る大きな起伏を越え、ｽﾀｰﾄ地点の男鹿総合運動公園に戻るｺｰｽだ。
今年、ｱﾝｶｰを任されたのは、神奈川県出身で入社 4 年目の加藤である。
加藤は現在、経営企画室情報ｼｽﾃﾑ部ｼｽﾃﾑ課に所属し、主に社内で従業員が使用しているｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾂｰﾙに関する業務を担当している。
ﾚｰｽは、ﾄｯﾌﾟ学生ﾁｰﾑとの差が若干開いたが、最後まで諦めずにﾄｯﾌﾟを追走して展開する。
今年のﾚﾎﾟｰﾄは、この後、走った選手の直筆感想からﾚｰｽのﾘｱﾙな実況をお届けする！！

7 区：10.1km（北浦（ﾆｺｯﾄ）～男鹿総合運動公園）＜＜加藤選手ﾚﾎﾟｰﾄ＞＞
男鹿駅伝を迎えるにあたって非常にいい練習が積めており、心身ともに充実した状態で当日を迎えることが出来た。
今回の男鹿駅伝は陸上を始めてから初のｱﾝｶｰということで、走る前からﾄｯﾌﾟでｺﾞｰﾙすることだけを考えて準備していた。

加藤の前半の走り結果的に 1～6 区の選手が相当な差をつけてﾚｰｽを進めてくれたため、ｽﾀｰﾄまでﾘﾗｯｸｽしながら準備することが出来た。
ｽﾀｰﾄした時、40 秒前に東洋大学さんがいたので、全体ﾄｯﾌﾟでｺﾞｰﾙすることを意識して走り、前半は思い通りに走ることが出来たが、後半にかけて腹痛を起こしてしまい、ｲﾒｰｼﾞしていた走りとはかけ離れる形となってしまった。
最後に持ち直すことが出来た部分は次につながる結果になったと思う。

中盤で安定した走りを見せる加藤
ﾚｰｽを終え、ﾁｰﾑとして優勝出来たことは非常に嬉しく感じるが、自身の結果としては、課題が多く残るﾚｰｽとなってしまったため、次のﾚｰｽでは成長した姿をお見せ出来るように取り組んでいきたい。
今後については、ﾁｰﾑとして 11 月に開催される東日本実業団駅伝を目指すとともに、個人では自己ﾍﾞｽﾄの更新、ﾌﾙﾏﾗｿﾝへの挑戦といったところを目標に取り組んでいく。

真山から寒風山を望む （写真提供：男鹿なび）

最後になりますが、日頃より陸上部に対するご支援・ご声援を頂き有難う御座います。
当日は、全面的にご協力を頂きました秋田新電元の皆様、また現地まで応援に駆けつけて頂きました鈴木社長、堀口工場長をはじめとする当社の皆様の声援を力に変えて走ることが出来ました。心より御礼申し上げます。
今後も更なる飛躍が出来るよう取り組んで参りますので、変わらぬご支援ご声援を宜しくお願い致します。
（終）有終の美を飾る加藤のｺﾞｰﾙ※

加藤選手のﾚﾎﾟｰﾄいかがだったでしょうか。
春先から積極的にﾚｰｽに出場し、好調を維持していた彼の自信みなぎるﾚﾎﾟｰﾄで、腹痛が悔やまれますが、最後まで諦めずに優勝のｺﾞｰﾙﾃｰﾌﾟを切ってくれました。
ﾁｰﾑに安定をもたらす走りの出来る加藤選手とﾁｰﾑの益々の活躍をご期待下さい！！

【7 区成績】一般の部
距離 ： 10.1km
順位 ： 3/41 位（大学を含む全体順位：4/52 位）
ﾀｲﾑ ： 31 分 35 秒（目標ﾀｲﾑ：31 分 00 秒）

以※

次回は、ｲﾍﾞﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄ最終回（第 8 回：ｽﾀｯﾌ編）へ続く上
圧力センサの用途●微圧領域

ガス圧力制御、洗濯機水位制御、フィルタ目詰まり検出●低圧領域

掃除機の目詰まり検出、電子血圧計、気象予報計、高度計、水道圧検出、水深計、自動車エンジン制御、コンプレッサ圧力制御、真空吸着・接近スイッチ等ＦＡ機器●高圧領域

自動車サスペンション、自動車ブレーキ制御、エアコン冷媒圧制御、建機・重機等油圧制御

Pressure Sensor Applications
Micro-Pressure Range

Gas pressure control, washing machine water level control, filter clogging detection.
FA equipment such as vacuum cleaner clogging detectors, electronic blood pressure meter,
weather forecast equipment, altimeter, water pressure detector, water depth measurement

Low-Pressure Range
device, vehicle engine controller, compressor pressure controller, vacuum absorber and noncontact switches.
High-Pressure Range

Vehicle suspension, vehicle break controller, air conditioner refrigerant pressure controllers
and hydraulic controllers for building and construction equipment.

π᧸ˀǽǣᗨ๟
⿀⾸͘ᐯᶽࡕԑǶǣπ᧸ˁǤǓƹ⿁⾸⃡Ⳓමǽࡿ‫੅מ‬Χǽᚬ઻‫ڽ‬Ȃ۴╮੅˛Ƕǽᚬ઻Ǿჩ⭿ǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨǽǶƸǙȓȐˁǤǓƹ
⿂⾸ⶲᚩǽࡿ‫੅מ‬Χǽᚬ઻Ǿჩ⭿ǽ‫ࡍڤ‬ǷǹșȍǨǽǶƸǙȓȐˁǤǓƹ
⿃⾸‫۝‬ᡨමࡿ‫੅מ‬Χǽᚬ઻Ǿᢈ᫘ȓ៥៰ǽ‫ࡍڤ‬ǺǹșȍǨǽǶƸǙȓȐˁǤǓƹ⿄⾸⓯‫ݨ‬ǽո╫ȓ⤴‫ݨ‬ǽ‫ۄ‬șঋǦƸ̰၁ǾǦǹǓǶˁǤǓƹ

CAUTION
1) Use within the specified conditions. No warranty is made over specified conditions of use.
2) Avoid measuring corrosive pressure medium or in catalysis, unless otherwise, it would be thecause of defects.
3) Avoid measuring pressure medium in high temperature, unless otherwise, it would be the causeof defects.
4) Avoid measuring flammable pressure medium, unless otherwise, it would be the cause ofexplosion or fire.
5) Avoid disassembling, taking off a part or changing it.
** 2023 年 5 月 改訂（第 3 版）
* 2020 年 2 月 改訂（第 2 版）

届出番号： 13B1X00161000021

機械器具７内臓機能代用器
一般医療機器 体外式ペースメーカ用ケーブル及びアダプタ 71061001

オスピカ

体外式ペースメーカ用中継ケーブル

再使用禁止【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

若しくは接続ピンを接続し、ターミナルのツマミを時計回りに回転させる。しっかりと接続されていることを確認する。
2. 使用方法に関連する使用上の注意
1) 本品に過度なストレスがかからないように注意すること。
2) 定期的に接続の緩み、変形がないこと、また、電極端子が露出して不用意に接触できる状態になっていないことを確認すること。

【形状・構造及び原理等】
1. 形状
**
製品外観図
D2P-SP①②③②③②③【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1) 最初に本品と本品を併用して使用する体外式ペースメーカ等の装置を接続し、その後に本品と電極を接続すること。取り外す際は逆の順序で取り外すこと。
2) 使用前に導通試験を行うこと。
3) 患者漏れ電流への対策を怠らないこと。
4) 患者の状態を常にモニタリングすること。
5) 緊急時に備えて除細動器を準備しておくこと。
6) 導電性のプラグや適用部位の表面に触れたり、接地線を含む導電性のある表面や濡れている表面に触れないこと。
7) 本品を液体中に浸漬しないこと。
8) 本品を有機溶媒に曝さないこと。

D2P-SPWH①D2-SP

①
番号①②③
**

1)
･･･

2. 有害事象
本品の使用に伴い、次のような有害事象の可能性がある。
1) 不整脈2) 感染症

各部名称
ターミナル
ケーブル
カバー付ピンチップ【保管方法及び有効期間等】* 1. 保管方法
元の滅菌包装状態のまま、直射日光、高温・多湿を避けて保管すること

寸法
ケーブルの長さ：2.5m
ピンチップ直径（カバー付きピンチップ側）：2.0mm
接続可能なピンチップ直径（ターミナル側）：0.9～2.0mm

2. 有効期間
包装に記載【使用目的又は効果】
1. 使用目的
一時的ペーシングに用いる心臓用電極と体外式ペースメーカを接続し、心臓への刺激電流と心臓の活動電位信号を伝達するケーブル及びアダプタをいう。
【使用方法等】
1. 使用方法** ＜組み合わせて使用する医療機器＞
販売名
オスピカ デマンドペースメーカ
オスピカ PACE203H
オスピカ PACE300
オスピカ ハートワイヤー

承認番号20100BZY01252000
22000BZX01208000
22400BZX00123000
21000BZY00465000

1) カバー付ピンチップを体外式ペースメーカの接続端子に接続し、接続端子を時計回りに回して締める。
2) ピンチップがしっかりと体外式ペースメーカに接続されていることを確認する。
3) 中継ケーブルのターミナルとハートワイヤーのピンアダプタ

1 / 1【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者： 平和物産株式会社* 電 話 番 号 ： 03-3287-0731
製 造 業 者 ： オスピカ AG（OSYPKA AG）
製造業者国名： ドイツ
V02
様式第９号（第７条関係）
柴田町空き家バンク利用希望者登録申請書
令和年月日

柴田町長（あて）申請者 住 所
氏 名
連絡先
柴田町空き家バンクの利用希望者として登録したいので下記のとおり申請します。
また、利用希望者の登録情報について、必要な情報を所有者等に提供することに同意します。
住所（申請者と同じ）

氏名（申請者と同じ）

電話番号
Ｆ ａ ｘ
メールアドレス
同居予定者数人（うち 男人、女※申請者を含む。

人）

利用希望の理由
添付書類

身分を証明するものの写し（住民票、運転免許証等）
市区町村納税証明書（市区町村民税に滞納がないことの証明書）

誓約事項
柴田町空き家バンク実施要綱に定める趣旨を理解し、その項目を遵守します。
申込事項に偽りはありません。
空き家バンクから得た情報は、利用目的に従い利用することとし、他の目的では使用しません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者ではありません。

□はい

□

はい

□

はい

□

はい

注意事項
・柴田町では、所有者等と利用希望者（申請者）の間で行う空き家等の売買、賃貸借等に関する交渉、契約等に関しての媒介行為は行っておりません。
・申込された個人情報は、本事業以外の目的以外には使用いたしません。
平成２５年９月

発行人：日本環境安全事業株式会社 豊田事業所

豊田ＰＣＢ廃棄物処理 事業だより(Ｎｏ.１１３)
１．地域協議会の開催
事業所周辺自治区とＪＥＳＣＯとの相互の信頼関係をより高め、また、新たな情報発信及び情報交換の場とすることを目的に、新たにＪＥＳＣＯ地域協議会を設置しました。
８月２８日（水）には、事業所近隣の７自治区（樹木、三軒屋、広久手町、広久手、本地新田、深田山、土橋）の区長にご出席いただき、第１回ＪＥＳＣＯ地域協議会を開催し、貴重なご意見をいただきました。

●議事内容等
豊田事業所の施設の安全性や施設改造計画の報告、意見交換のほか、コンデンサの搬入の様子をご見学いただきました。

２．豊田ＰＣＢ廃棄物処理施設の運転状況のご報告
２５年８月の処理台数

平成２５年８月の処理実績は右表のとおりです。
安全かつ確実な処理を継続していきます。

種別処理台数コンデンサ類
トラン
ス類

646 台

大型

4 台小型

9 台

車 載 型

8 台

廃ＰＣＢ等

22 本

保管容器

1 個３．潤滑油の室内漏洩について
８月１５日（木）午後２時過ぎ、処理施設４階の真空加熱エリアで、真空ポンプの潤滑油の配管にひび割れが生じ、ＰＣＢを含む潤滑油約１リットルが床に漏洩しました。
発生箇所は遮蔽フードの中であり、外部には漏洩しておりません。また、漏洩箇所は直ちに措置して漏洩を止めるとともに、漏れた潤滑油については回収を行いました。

真空ポンプのひび割れが生じた配管

真空ポンプしたがいまして、外部への影響は全くありません。
今後、同様の事態の再発を防止するため、原因究明をしっかり行い、必要な対策を実施します。
この部分にひび割れが発生

４．総合防災訓練の実施
８月中に計４回総合防災訓練を実施しました。
今回の訓練はいずれも昼間に行いましたが、夜間の事故発生を想定し、夜勤者による対応を確認しました。そのため４回に分けて行いました。
また、夜間の事故発生時における豊田市へのＦＡＸによる緊急通報訓練も併せて実施しました。
また、その内の１回については、避難訓練も実施しています。

問い合わせ先日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ） 豊田事業所 ０５６５－２５－３１１０

アザラシのピーちゃん【豊田事業ＨＰ】 http://www.jesconet.co.jp/facility/toyota/index.html

デジ丸
院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコルについて
厚生連滑川病院
当院では、保険調剤薬局での患者の待ち時間の短縮や処方医の業務負担軽減のため、院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコルを運用し、包括的に薬剤師法第 23 条第 2 項に規定する医師の同意がなされたとして、処方医への同意の確認を不要とする。
(1) 患者さんのアドヒアランス向上のための薬剤の一包化
患者希望及びアドヒアランスの向上が見込まれ、治療上必要性があると判断されるものに対し一包化調剤を行うこと。
＊抗がん薬及びコメントに「一包化不可」とある場合は除く＊必ず患者に説明（服用方法、患者負担額）後、同意を得て調剤する。
(2) 患者さんのアドヒアランス向上のための剤形変更
錠剤→OD 錠への変更、錠剤の粉砕指示→同一成分の散剤、DS 剤への変更＊用法・用量、効能・効果が変わらない場合のみ可＊軟膏→クリーム剤、クリーム剤→軟膏の変更は不可＊散剤→錠剤、錠剤→散剤の変更は不可（疑義照会にて変更）＊貼付剤：パップ剤→テープ剤、テープ剤→パップ剤の変更は不可（疑義照会にて変更）＊処方箋の薬品コメントに含有規格変更不可及び剤形変更不可の記載がある場
合は変更不可(3) 規格変更
内服薬：5mg 2 錠→10mg 1 錠、10mg0.5 錠→5mg1 錠 等
軟膏、クリーム剤：軟膏 5ｇ2 本→10ｇ1 本、10ｇ1 本→5ｇ2 本への変更(4) 残薬確認に伴う減数調剤
院外処方箋に「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」の項目にチェックがない場
合で、継続処方されている処方薬に残薬が確認された場合、投与日数を減じて調剤できるものとする（外用剤の本数変更も含む）。残薬の持ち込みによる確認、あるいは患者への聞き取りを十分に行った上で減数調剤を行う。
＊医療用麻薬、抗がん剤に関するものは減数調剤不可とする。
＊保険診療上の不都合が生じる場合があるため、1 日以上の投与日数とすること（全削除は不可）。
＊処方薬の追加、投与日数延長については疑義照会にて対応する。
(5) 経過措置による名称の変更(6) 漢方薬の用法医師の処方指示である漢方薬の食後投与は可能とする。
保険調剤薬局は、変更調剤を行った場合、変更内容を当院指定「剤形・規格変更、薬剤一包化報告書」、「減数調剤実施報告書」に記載し、診療科に FAX(076-475-7997）にて報告する。
研究構想図
・社会の状況
・子供の実態・保護者の願い
・地域の願い・教職員の願い〈学校教育目標〉
人間尊重の精神を基調とし、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな子どもの育成〇心も体もたくましい子◎進んで考えくふうする子〇いつも仲よく助け合う子

研究主題【中教審答申の内容から】・資質・能力の柱としての「知識」「思考力・判断力」「学びに向かう力・人間性」の育成。
・主体的・対話的で深い学びの実現を目指す授業改善。
【新学習指導要領から】・各教科で育成する資質・能力を明確にしたこと。
・各教科の見方・考え方を働かせて資質・能力を育成すること。

子供と共につくる授業の創造目〇主体的に問いを追究し、知識や技能を獲得する子供

指〇自分で調べたり考えたりするための資料や方法、活動等を選択し、自ら学びを進める子供す〇自分の学んだことや学び方を見つめ直し、次の自分の学びに生かそうとする子供

子
供

低学年

中学年

高学年

梅の実

像

自分で資料や活動を選択したり、班で意見交流したりして学習を進め、学習を振り返ることのできる子供の育成

自分に合った資料や活動を選択したり、ファシリテーターを中心に話し合いをしたりして学習を進め、学習に応じた振り返りができる子供の育成

問いを解決するのに適切な資料や活動、方法を選択したり、ファシリテーターを中心に目的に応じた話し合いをしたりして学習を進め、自分の学びや学び方を振り返り、次の学びに生かそうとする子供の育成

教師と共に一人一人に合った資料や活動、方法を選択したり、班で意見交流したりして学習を進め、学習を振り返ることのできる子供の育成

仮説研
究内容・
手だて主体的に問いを追究できるような問題解決的な学習を展開し、子供が資料や方法、活動を選択できるようにしたり、自分たちで対話的な学習を進めることができるようにしたりする。また、学習で学んだことや学び方等を見つめ直し、次の学びに生かせるようにしていく。
授業の展開や子供の反応に応じて、教師は子供に委ねる場面と助言や問い返しをする場面を判断し、授業を展開していくことで、子供と共につくる授業の創造が実現できるだろう。

研究内容①
研究内容②
研究内容③

主体的に問いを追究する工夫
子供に委ねるための工夫
子供の学びを確かにする評価

３
6th Expert Meeting on Data for theIPCC Database on Greenhouse Gas Emission Factors
2 - 4 October 2012
Langkawi, Malaysia
BrazilRussiaThelma Krug (TFI Co-chair)
INPE-Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Av. Dos Astronautas, 1758 - Jardim da Granja,
SJCampos - Sao Paulo, 12227-010 Brazil
Tel: +55 12 3208 6005
Fax: +55 12 3941 2077

Irina Govor
Institute of Global Climate and Ecology under
the Federal Service of Russian Federation for
Hydrometeorology and Environmental
Monitoring and Russian Academy of Sciences
20-B Glebovskaya Str., Moscow,
107258 Russia
Tel: +7 495 734 5304
Fax: +7 499 160 0831

Indonesia
Rias Parinderati
Pusat Kebijakan Keenergian ITB
Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132
Indonesia
Tel: +62 22 2511238
Fax: +62 22 2504558

Japan
Taka Hiraishi (TFI Co-chair)
C/o Institute for Global Environmental
Strategies (IGES)
2108-11 Kamiyamaguchi Hayama, Kanagawa,
240-0115 Japan
Tel: +81 46 855 3758
Fax: +81 46 855 3808

Korea, Republic ofSungmin Kim
Korea Environment Corporation (KECO)
Environmental Research Complex,
Kyungseo-dong
42 HwanGyeong-Ro, Seo-gu, Incheon,404-708 KoreaTel: +82 32 590 3441
Fax: +82 32 590 3429

Malaysia
Kalsom Abdul Ghani
Department of Environment, Malaysia
Wisma Sumber Asli, Aras 1-4, Podium 2 & 3,No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574
Putrajaya Malaysia
Tel: +60 3 8871 2000
Fax: +60 3 8888 4151
Mohd Famey Yusoff
Department of Environment, Malaysia
Wisma Sumber Asli, Aras 1-4, Podium 2 & 3,No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4, 62574
Putrajaya Malaysia
Tel: +60 3 8871 2000
Fax: +60 3 8888 4151

Philippines
Jairus Carmela Cajoles Josol
ResearcherUnit K, No. 6, Park 9 Alley, Loyola Heights,Quezon City, 1108 Philippines
Tel: +63 915 215 3772

ThailandChart Chiemchaisri
Kasetsart University
50 Ngam Wong Wan Road, Chatuchak,Bangkok 10900 Thailand
Tel: +66 29428555 ext:1003
Fax: +66 25790730

USAAmy Townsend-Small
University of Cincinnati
Department of Geology, Cincinnati,
OH 45221 USA
Tel: +1 949 614 6250
Fax: +1 513 556 6931

IPCC TSU
C/o Institute for Global Environmental
Strategies (IGES)
2108-11 Kamiyamaguchi, Hayama, Kanagawa,
240-0115 Japan
Fax: +81 46 855 3808
Simon Eggleston
Tel: +81 46 855 3751
Kiyoto Tanabe
Tel: +81 46 855 3752
Nalin Srivastava
Tel: +81 46 855 3754
Jamsranjav Baasansuren
Tel: +81 46 855 3757
Maya Fukuda
Tel: +81 46 855 3753
Tiffany Troxler
Tel: +81 46 826 9618
Eriko Nakamura
Tel: +81 46 855 3750
Koh Mikuni
Tel: +81 46 855 3876
足部シリーズ part 1
どうして足が変形するの？そんな疑問を解決☝☝1:そもそも外反母趾ってなに？
外反母趾とは足の親指の先が人差し指に向かって“く”の字に曲がってしまうことです。
付け根の関節の内側に痛みが生じ、ひどくなると靴を履いていない状態でも痛みがでてきてしまいます。

☝2:どうして外反母趾になるの？
女性に多いハイヒールなど靴の影響つま先の幅の狭い靴などを履くと先端が圧迫されてしまい親指の付け根が変形してしまいます。
また、ヒールの高い靴ではつけ根にかかる負担がつよくなってしまうため変形がさらに助長されてしまいます。

足のアーチが崩れてしまう
横アーチと呼ばれる足の空間の橋が崩れてしまうことで、扁平足になります。これは筋力低下や、肥満による影響も考えられるといわれています。
2010 年 9 月13 日
ソニー銀行株式会社

住宅ローンにおける「中古マンション」の取り扱い開始について
ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都千代田区／以下：ソニー銀行）は、9 月 13 日（月）より、住宅ローンの対象物件において「中古マンション」の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。
これまでソニー銀行では、住宅ローンの資金使途・取り扱い物件を、ご本人の居住用の新築物件の購入、住宅の新築・増改築、および他の金融機関からの借り換えとしてきましたが、この度サービス向上の観点から「中古マンション」を追加し、お客さまの多様な住宅資金ニーズにお応えします。
ソニー銀行は引き続き、商品性の強化を通じて、魅力ある住宅ローンを提供してまいります。
■ 2010 年 9 月13 日（月）からの住宅ローンの資金使途・取り扱い物件

資金使途・取り扱い物件

2010 年 9 月 13 日（月）以降

従来

ご本人さまがお住まいになる●
新築物件の購入のための資金●
住宅の新築のための資金●
住宅の増改築のための資金●
他の金融機関でご利用中の住宅ローンのお借り換え資金●
中古マンションの購入のための資金

ご本人さまがお住まいになる●
新築物件の購入のための資金●
住宅の新築のための資金●
住宅の増改築のための資金●
他の金融機関でご利用中の住宅ローンのお借り換え資金■ 住宅ローンの商品概要
融資金額

500 万円以上 1 億円以下（10 万円単位）

融資期間

1 年以上 35 年以下（1 ヶ月きざみ）

金利タイプ

変動金利、固定金利（2・3・5・7・10・15・20 年、20 年超（全期間）のいずれかの期間をお選びいただけます。
）

取り扱い手数料

お借り入れ時に 42,000 円（消費税込み）がかかります。
※別途、印紙代・登記費用等の実費が必要になります。

保証料かかりません。

一部繰り上げ返済・一括返済

1 万円以上 1 円単位で、サービスサイトでの、所定の操作により、随時ご返済が可能です。

繰り上げ返済手数料

お借り入れの一部繰り上げ返済・一括返済を問わず、手数料はかかりません。

＊住宅ローンの商品詳細につきましては、サービスサイトをご覧ください。

以

ソニー銀行のサイト

企業サイト http://sonybank.net/

サービスサイト上

http://moneykit.net/

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 加入協会：日本証券業協会、 社団法人 金融先物取引業協会©Sony Bank Inc. MONEYKitはソニー銀行株式会社の登録商標です。

お客さまからのお問い合わせ先
カスタマーセンター

0120-365-723（フリーダイヤル） 【各種パスワード、各種お手続き（口座開設、諸届、お振り込みなど）に関するお問い合わせ】フリーダイヤルをご利用いただけない場合は 03-6730-2700（通話料有料）※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS からもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※ IP 電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。

／ 9:00〜17:00
平日／ 9:00〜23:00 土・日・祝日（12月31日〜1月3日を含む）（12月31日〜1月3日を含む）／ 9:00〜17:00【各種商品に関するお問い合わせ】平日／ 9:00〜20:00 土・日・祝日※ 年中無休（システムメンテナンス時などを除く）（土・日・祝日および12月31日〜1月3日は休業）【金融商品仲介に関するお問い合わせ】平日／ 8:30〜17:00

1