プログラミング マニュアル
AC/DC 電源ASR シリーズ
ASR452-351
ASR602-351

■ 商標・登録商標について
本マニュアルに記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。
■ 取扱説明書について
本マニュアルの内容の一部または全部を転載する場合は著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本マニュアルの内容は改善のため予告無く変更することがあります。最新版は弊社ホームページを参照してください。
取扱説明書類の最新版が弊社 HP(https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
弊社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。
このため本文中に付属 CD の記述があっても付属されない場合があります。ファイル類は HP より
ダウンロードしてください。
■ ファームウェアバージョンについて本書に記載の内容は ASR シリーズ本体のファームウェアのバージョンが 1.01 以上に対応します。

目次
第 1 章 通信インタフェース ............................................ 1
1-1. イーサーネットインタフェース ............................................ 1
1-1-1. イーサーネット（LAN）の設定 ............................................................ 1
1-1-2. Web サーバーリモートコントロールの接続確認 .................................. 2
1-1-3. ソケットサーバーの接続確認 ............................................................ 3

1-2. USB インタフェース ......................................................... 6
1-2-1. USB リモートインタフェースの設定 .................................................... 6
1-2-2. USB の動作確認 .............................................................................. 7

1-3. RS-232C インタフェース ................................................. 8
1-3-1. RS-232C の設定.............................................................................. 8
1-3-2. RS-232C の動作確認 ...................................................................... 9

1-4. Realterm を使 用してリモート接続 を確 立する方 法 ............. 10
1-5. GP-IB インタフェース（ オプション） .................................. 12
1-5-1. GP-IB の設定................................................................................. 12
1-5-2. GP-IB 動作確認 ............................................................................. 13

第 2 章 コマンド構文 ....................................................... 15
第 3 章 コマンドリスト ...................................................... 18
3-1. IEEE488.2 共 通コマンド ............................................... 18
3-1-1. *CLS.............................................................................................. 18
3-1-2. *ESE ............................................................................................. 18
3-1-3. *ESR ............................................................................................. 18
3-1-4. *IDN .............................................................................................. 19
3-1-5. *OPC ............................................................................................. 19
3-1-6. *RCL ............................................................................................. 19
3-1-7. *RST ............................................................................................. 19
3-1-8. *SAV ............................................................................................. 20
3-1-9. *SRE ............................................................................................. 20
3-1-10. *STB............................................................................................ 20
3-1-11. *WAI ............................................................................................ 20

3-2. Data/Trace コマンド ..................................................... 21
3-2-1. :DATA|TRACe:SEQuence:CLEar ................................................. 21
3-2-2. :DATA|TRACe:SEQuence:RECall ................................................ 21
3-2-3. :DATA|TRACe:SEQuence:STORe................................................ 21
3-2-4. :DATA|TRACe:SIMulation:CLEar .................................................. 22
3-2-5. :DATA|TRACe:SIMulation:RECall ................................................. 22
3-2-6. :DATA|TRACe:SIMulation:STORe ................................................ 22
3-2-7. :DATA|TRACe:WAVe:CLEar......................................................... 23
3-2-8. :DATA|TRACe:WAVe[:DATA] ....................................................... 23

3-3. 測 定コマンド ................................................................ 24
3-3-1. :MEASure[:SCALar]:CURRent:CFACtor ....................................... 24
3-3-2. :MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH ............................................ 24
3-3-3. :MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW ............................................. 24
3-3-4. :MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:CLEar ................................ 24
3-3-5. :MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD ................................ 24
3-3-6. :MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS] ........................................... 24
3-3-7. :MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]:TOTal ................................ 25
3-3-8. :MEASure[:SCALar]:CURRent:AC ................................................ 25
3-3-9. :MEASure[:SCALar]:CURRent:AVERage ..................................... 25
3-3-10. :MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS] ....................... 25
3-3-11. :MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio ....................... 25
3-3-12. :MEASure[:SCALar]:FREQuency ................................................ 26
3-3-13. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage[:RMS] ................................ 26
3-3-14. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:AVERage .......................... 26
3-3-15. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:HIGH ................................. 26
3-3-16. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:LOW .................................. 26
3-3-17. :MEASure[:SCALar]:PEAK:CLEar............................................... 27
3-3-18. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent ............................... 27

3-3-19. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent:TOTal .................... 27
3-3-20. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor ................................. 27
3-3-21. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor:TOTal ...................... 27
3-3-22. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive ............................... 28
3-3-23. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive:TOTal .................... 28
3-3-24. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL] ................................... 28
3-3-25. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]:TOTal ........................ 28
3-3-26. :MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS] ......................................... 28
3-3-27. :MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]:TOTal .............................. 28
3-3-28. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:AC ........................................... 29
3-3-29. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVERage ................................ 29
3-3-30. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH .......................................... 29
3-3-31. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW ........................................... 29
3-3-32. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:HARMonic[:RMS] ....................... 29
3-3-33. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:HARMonic:RATio ....................... 30
3-3-34. :MEASure:CONFigure:SENSing ................................................. 30
3-3-35. :MEASure:AVERage:COUNt ...................................................... 30
3-3-36. :MEASure:UPDate:RATE ............................................................ 31

3-4. 読み取りコマンド .......................................................... 32
3-4-1. :FETCh[:SCALar]:CURRent:CFACor ............................................ 32
3-4-2. :FETCh[:SCALar]:CURRent:HIGH ................................................ 32
3-4-3. :FETCh[:SCALar]:CURRent:LOW ................................................. 32
3-4-4. :FETCh[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD .................................... 32
3-4-5. :FETCh[:SCALar]:CURRent[:RMS] ............................................... 32
3-4-6. :FETCh[:SCALar]:CURRent[:RMS]:TOTal .................................... 33
3-4-7. :FETCh[:SCALar]:CURRent:AC .................................................... 33
3-4-8. :FETCh[:SCALar]:CURRent:AVERage ......................................... 33
3-4-9. :FETCh[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS] ............................. 33
3-4-10. :FETCh[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio ....................... 33
3-4-11. :FETCh[:SCALar]:FREQuency ................................................. 34
3-4-12. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage[:RMS] .................................... 34
3-4-13. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:AVERage .............................. 34
3-4-14. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:HIGH ..................................... 34
3-4-15. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:LOW ................................... 34
3-4-16. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent ................................... 35
3-4-17. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent:TOTal ........................ 35
3-4-18. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor ................................. 35
3-4-19. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor:TOTal .......................... 35
3-4-20. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive ................................... 35
3-4-21. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive:TOTal ........................ 35
3-4-22. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL] ....................................... 36
3-4-23. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]:TOTal ............................ 36
3-4-24. :FETCh[:SCALar]:VOLTage[:RMS] ............................................. 36
3-4-25. :FETCh[:SCALar]:VOLTage[:RMS]:TOTal .................................. 36
3-4-26. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:AC ............................................... 36
3-4-27. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:AVERage .................................... 36
3-4-28. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:HIGH .............................................. 37
3-4-29. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:LOW ............................................... 37
3-4-30. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:HARMonic[:RMS] ........................... 37
3-4-31. :FETCh[:SCALar]: VOLTage:HARMonic:RATio .......................... 37

3-5. メモリーコマンド............................................................ 38
3-5-1. :MEMory:RCL ............................................................................... 38
3-5-2. :MEMory:SAV ............................................................................... 38

3-6. 出 力コマンド ................................................................ 39
3-6-1. :OUTPut:IMPedance ..................................................................... 39
3-6-2. :OUTPut:IMPedance:INDuctance ................................................. 39
3-6-3. :OUTPut:IMPedance:RESistance ................................................. 40
3-6-4. :OUTPut:MONitor:AMPLitude ....................................................... 40
3-6-5. :OUTPut:MONitor:SOURce<1|2>.................................................. 41
3-6-6. :OUTPut[:STATe] .......................................................................... 41
3-6-7. :OUTPut:PON ............................................................................... 42
3-6-8. :OUTPut:PROTection:CLEar ........................................................ 42

3-6-9. :OUTPut:RELay ............................................................................ 42

3-7. ステータスコマンド ........................................................ 43
3-7-1. :STATus:OPERation:CONDition ................................................... 43
3-7-2. :STATus:OPERation:ENABle ........................................................ 43
3-7-3. :STATus:OPERation[:EVENt] ....................................................... 43
3-7-4. :STATus:OPERation:NTRansition ................................................ 43
3-7-5. :STATus:OPERation:PTRansition ................................................. 44
3-7-6. :STATus:QUEStionable[:EVENt] ................................................... 44
3-7-7. :STATus:QUEStionable:CONDition .............................................. 44
3-7-8. :STATus:QUEStionable:ENABle ................................................... 44
3-7-9. :STATus:QUEStionable:NTRansition ............................................ 45
3-7-10. :STATus:QUEStionable:PTRansition .......................................... 45
3-7-11. :STATus:PRESet ........................................................................ 46
3-7-12. :STATus:WARNing:CONDition ................................................... 46
3-7-13. :STATus:WARNing:ENABle ........................................................ 47
3-7-14. :STATus:WARNing[:EVENt] ........................................................ 47
3-7-15. :STATus:WARNing:NTRansition ................................................. 47
3-7-16. :STATus:WARNing:PTRansition ................................................. 47
3-7-17. :STATus:LOCK:CONDition ......................................................... 48
3-7-18. :STATus:LOCK:ENABle .............................................................. 48
3-7-19. :STATus:LOCK[:EVENt] .............................................................. 48
3-7-20. :STATus:LOCK:NTRansition ....................................................... 48
3-7-21. :STATus:LOCK:PTRansition ....................................................... 49

3-8. システムコマンド .......................................................... 50
3-8-1. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:BUILtin................................................. 50
3-8-2. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:SURGe ................................................ 51
3-8-3. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:STAir ................................................... 51
3-8-4. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor2 ............................................ 52
3-8-5. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor1 ............................................ 52
3-8-6. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:CLIP .................................................... 53
3-8-7. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:STORe ................................................ 53
3-8-8. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:TRIangle .............................................. 54
3-8-9. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:DIP ...................................................... 54
3-8-10. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:LFRing ............................................... 55
3-8-11. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:RIPPle ............................................... 56
3-8-12. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:STORe:APPLy<1|3> ......................... 57
3-8-13. :SYSTem:BEEPer:STATe ........................................................... 58
3-8-14. :SYSTem:COMMunicate:INTerface:ADDRess ........................... 58
3-8-15. :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP .......................................... 59
3-8-16. :SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS ............................................ 59
3-8-17. :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway .................................... 59
3-8-18. :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress ................................... 60
3-8-19. :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC ............................................ 60
3-8-20. :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk ........................................ 60
3-8-21. :SYSTem:COMMunicate:RLSTate .............................................. 61
3-8-22. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BAUD .... 61
3-8-23. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BITS ...... 62
3-8-24. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:PARity ... 62
3-8-25. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:SBITs .... 63
3-8-26. :SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol ................................... 63
3-8-27. :SYSTem:COMMunicate:USB:FRONt:STATe ............................ 63
3-8-28. :SYSTem:COMMunicate:USB:REAR:STATe ............................. 64
3-8-29. :SYSTem:CONFigure[:MODE] .................................................... 64
3-8-30. :SYSTem:CONFigure:EXTio[:STATe] ......................................... 64
3-8-31. :SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:SOURce ...................... 65
3-8-32. :SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:WIDTh ......................... 65
3-8-33. :SYSTem:ERRor ......................................................................... 66
3-8-34. :SYSTem:ERRor:ENABle ........................................................... 66
3-8-35. :SYSTem:HOLD:STATe .............................................................. 66
3-8-36. :SYSTem:PKHold:TIME .............................................................. 66
3-8-37. :SYSTem:KLOCk ........................................................................ 67
3-8-38. :SYSTem:REBoot ....................................................................... 67
3-8-39. :SYSTem:VUNit .......................................................................... 67

3-9. ソースコマンド .............................................................. 68
3-9-1. :SYSTem:CONFigure:PHASe ....................................................... 68
3-9-2. :INSTrument:EDIT......................................................................... 68
3-9-3. :INSTrument:SELect ..................................................................... 69
3-9-4. [:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:HIGH ....................................... 69
3-9-5. [:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:LOW ........................................ 70
3-9-6. [:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS[:AMPLitude] .............................. 70
3-9-7. [:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:MODE ...................................... 71
3-9-8. [:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:MODE ....................................... 71
3-9-9. [:SOURce]:FREQuency:LIMit:HIGH .............................................. 71
3-9-10. [:SOURce]:FREQuency:LIMit:LOW............................................. 72
3-9-11. [:SOURce]:FREQuency[:IMMediate] ........................................... 72
3-9-12. [:SOURce]:FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate] ................................ 73
3-9-13. [:SOURce]:FUNCtion:THD:FORMat ........................................... 74
3-9-14. [:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] ..... 74
3-9-15. [:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet ............ 75
3-9-16. [:SOURce]:MODE ....................................................................... 75
3-9-17. [:SOURce]:PHASe:BALance ....................................................... 76
3-9-18. [:SOURce]:PHASe:MODE .......................................................... 76
3-9-19. [:SOURce]:PHASe:PHASe ......................................................... 77
3-9-20. [:SOURce]:PHASe:RELock ......................................................... 77
3-9-21. [:SOURce]:PHASe:SETChange:STATe...................................... 78
3-9-22. [:SOURce]:PHASe:STARt:STATe............................................... 78
3-9-23. [:SOURce]:PHASe:STOP:STATe ............................................... 78
3-9-24. [:SOURce]:PHASe:STARt[:IMMediate] ....................................... 79
3-9-25. [:SOURce]:PHASe:STOP[:IMMediate] ........................................ 79
3-9-26. [:SOURce]:PHASe:SYNC[:IMMediate]........................................ 80
3-9-27. [:SOURce]:READ ........................................................................ 80
3-9-28. [:SOURce]:VOLTage:RANGe ..................................................... 81
3-9-29. [:SOURce]:VOLTage:RESPonse ................................................ 81
3-9-30. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:RMS ................................................. 82
3-9-31. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:PEAK ............................................... 82
3-9-32. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH ................................................ 83
3-9-33. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW ................................................. 83
3-9-34. [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude] .............. 84
3-9-35. [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet ..................... 84
3-9-36. [:SOURce]:SQUare:DCYCle ....................................................... 85

3-10. シーケンスコマンド ...................................................... 86
3-10-1. [:SOURce]:SEQuence:INSTrument:SELect ................................ 86
3-10-2. [:SOURce]:SEQuence:CPARameter........................................... 87
3-10-3. [:SOURce]:SEQuence:CSTep..................................................... 88
3-10-4. [:SOURce]:SEQuence:NSParameter .......................................... 88
3-10-5. [:SOURce]:SEQuence:SPARameter ........................................... 89
3-10-6. [:SOURce]:SEQuence:STEP ...................................................... 90
3-10-7. [:SOURce]:SEQuence:CONDition............................................... 90
3-10-8. :TRIGger:SEQuence:SELected:EXECute ................................... 90

3-11. シミュレーションコマンド ............................................... 91
3-11-1. [:SOURce]:SIMulation:CONDition ............................................... 91
3-11-2. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:CODE .................................... 91
3-11-3. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:FREQuency ........................... 92
3-11-4. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt:ENABle .......... 92
3-11-5. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STA Rt[:IMMediate] ... 93
3-11-6. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP:ENABle ........... 93
3-11-7. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STO P[:IMMediate] .... 94
3-11-8. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TIME ...................................... 94
3-11-9. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:VOLTage ............................... 95
3-11-10. [:SOURce]:SIMulation:CSTep ................................................... 95
3-11-11. [:SOURce]:SIMulation:INITial:CODE ........................................ 96
3-11-12. [:SOURce]:SIMulation:INITial:FREQuency ............................... 96
3-11-13. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt:ENABle .............. 97
3-11-14. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt[:IMMediate] ........ 97
3-11-15. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP: ENABle .............. 98

3-11-16. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP[:IMMediate] ......... 98
3-11-17. [:SOURce]:SIMulation:INITial:VOLTage ................................... 99
3-11-18. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:CODE ............................ 99
3-11-19. [:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:FREQuency ....................... 100
3-11-20. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt:ENABle 100
3-11-21. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt[:IMMediate]101
3-11-22. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP:ENABle 101
3-11-23. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP[:IMMediate]102
3-11-24. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:TIME ............................ 102
3-11-25. [:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:VOLTage ........................... 103
3-11-26. [:SOURce]:SIMulation:REPeat:COUNt ................................... 103
3-11-27. [:SOURce]:SIMulation:REPeat:ENABle .................................. 104
3-11-28. [:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:TIME ....................... 104
3-11-29. [:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:CODE ...................... 105
3-11-30. :TRIGger:SIMulation:SELected:EXECute ............................... 105

3-12. インプットサブシステムコマンド .................................... 106
3-12-1. :INPut:SOURce ......................................................................... 106
3-12-2. :INPut:GAIN .............................................................................. 106
3-12-3. :INPut:SYNC:SOURce .............................................................. 107

3-13. ディスプレイコマンド ................................................... 108
3-13-1. :DISPlay[:WINDow]:DESign:MODE .......................................... 108
3-13-2. :DISPlay[:WINDow]:MEASure:SOURce<1|2|3|4> ..................... 108

第 4 章 ステータスレジスタの概要 ................................... 109
4-1. ステータスレジスタについて .......................................... 109
4-2. ステータスレジスタ....................................................... 110
4-3. Questionable ステータスレジスタグループ ...................... 111
4-4. Operation ステータスレジスタグループ ........................... 113
4-5. Warning ステータスレジスタグループ .............................. 115
4-6. System Lock ステータスレジスタグループ ....................... 118
4-7. Standard Event ステータスレジスタグループ ................... 120
4-8. Status Byte＆ Service Request Enable レジスタ............ 122

第 5 章 エラーリスト ...................................................... 124
5-1. コマンドエラー ............................................................. 124
5-2. 実 行エラー ................................................................. 127
5-3. デバイス固 有のエラー ................................................. 129
5-4. クエリエラー ............................................................... 130

第 6 章 付録 ............................................................... 131
6-1. 工 場出 荷 時の初 期 設定 .............................................. 131

第1章 通信インタフェース
この章では、IEEE488.2 ベースとしたリモートコントロールの基本的な設定を説明します。

1-1. イーサーネットインタフェース
1-1-1. イーサーネット（LAN）の設定
イーサネット（LAN）インタフェースは、さまざまなアプリケーション向けに構成できます。イーサネッ
トは、Web サーバーを使用して基本的なリモート制御または監視用に構成することも、ソケットサーバーとして構成することもできます。
本器は DHCP 接続をサポートしているため、自動的に既存ネットワークに接続できます。 また、
ネットワーク設定を手動で構成することもできます。
イーサネット（LAN）
パラメータ

イーサネット接続設定

接続ステータス（表示のみ）

MAC（表示のみ）

DHCP

IP アドレスゲートウェイ

サブネットマスク
DNS

ソケットポート（表示のみ）

1.

LAN ケ ー ブ ル を PC か ら 背 面 パ ネ ル のEthernet ポートに接続します。

2.

Menu キーを押します。メニュー設定がディスプ
レイに表示されます。

3.

ツマミを使用して項目 3、LAN に移動し、Enter
キーを押します。

4.

LAN ケーブルが正しく取り付けられている場
合、接続はアクティブになり、接続ステータスは
オンラインと表示されます。

5.

ネットワークに IP アドレスを自動的に割り当てるには、DHCP を ONに設定します。それ以外の場合は、DHCP をオフに設定して、イーサ
ネット設定を手動で設定します。
DHCP

6.

ON,OFF

DHCP がオフに設定されている場合は、残りの LAN パラメータを設定します。
IP Address

1Subnet Mask
Gateway
DNS
Socket Port（5025 固定）
LAN configuration

7.

設定を終了するには、Exit[F8]を押します。

1-1-2. Web サーバーリモートコントロールの接続確認
機能の確認

機器を LAN 用に設定した後(1 ページ)、Web ブラウザに本器の IP アドレス(例: http:// XXX.XXX.XXX.XXX)を入力します。
Web インタフェースを使用すると、次のことが可能になります。
⚫

システムと情報、ネットワーク構成の表示⚫

測定値表示、設定および操作⚫

シーケンス、シミュレーション編集⚫

データロガー⚫

波形表示⚫

高調波バーグラフ表示例2

1-1-3. ソケットサーバーの接続確認
動作確認

ソケットサーバー機能をテストするには、National Instruments
Measurement and Automation Explorer を使用できます。
National Instruments の Web サイト https://www.ni.com で NI VISA を検索してください。
対応 OS: Windows XP, 7, 8, 10

手順

1.

NI Measurement and Automation Explorer(MAX) を起動します。
スタート>すべてのプログラム>NI MAX を押します。

2.

コンフィギュレーション パネルからアクセスします。
My System>Devices and Interfaces> Network Devices

3.

ネットワークデバイスを追加から Visa TCP/IP Resource…を選択し
ます。
3

2

4.

Manual Entry of Raw Socket を選択します。

3

4

5.

ASR シリーズの IP アドレスとポート番号を入力します。ポート番号は5025 に固定されています。

6.

検証ボタンをダブルクリックし、Next をクリックます。

5
6
5025

7.

次に ASR シリーズ接続のエイリアス（名前）を設定します。この例では、エイリアスは ASR です。

8.

Finish をクリックします。ソフトウェアバージョン : XX.XX

7

8

9.

これで、本器の IP アドレスが設定パネルのネットワークデバイスの下に表示されます。このアイコンを選択してください。

10. Open VISA Test Panel をクリックします

4

10

9

11. Configuration アイコンをクリックします。IO Settings タブの Enable
Termination Character をチェックします。Termination character はLine Feed -\n を設定します。

11

12. Input/Output をクリックします。Basic I/O タブの Select or Enter
Command のドロップボックスに*IDN?\n が入力されていることを確認します。
13. Query をクリックします。
本器の識別文字列がバッファ領域に返されます。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX, XXXXXXXXX, XX.XX

12

13

TEXIO TECHNOLOGY,ASR501-351,TT1234567,V1.00

詳細はプログラミングマニュアルを参照してください。

Note

プログラミングマニュアルは Web サイトから入手できます。
https://www.texio.co.jp

!

注意

⚫

NI-VISA に 関 連 す る す べ て の 製 品 情 報 は NATIONAL
INSTRUMENTS CORP に帰属します。

⚫

NI-VISA を使 用 す る に は、 NATIONAL INSTRUMENTS CORP
Web サイトにリンクしてダウンロードしてインストールしてください。

5⚫

NI-VISA を使用する場合は、NATIONAL INSTRUMENTS CORPの関連ライセンス条項に注意してください。

1-2. USB インタフェース
1-2-1. USB リモートインタフェースの設定
USB 構成PC 側コネクタ

A タイプ ホスト

ASR 側コネクタ

背面パネル、B タイプ デバイス

通信速度

Full speed

モード

CDC(communications device class)
TMC(test and measurement class)

手順1.

PC から USB ケーブルを背面パネルの USB B
ポートに接続します。

2.

Menu キーを押します。メニュー設定がディスプ
レイに表示されます。

3.

ツマミを使用して項目 4、USB Device に移動
し、Enter キーを押します。

4.

接続が成功すると、接続ステータスがオフラインからオンラインに変わります。

USB configuration

5.

設定を終了するには、Exit[F8]を押します。

6

1-2-2. USB の動作確認
動作確認

Realterm などの端末アプリケーションを起動します。
ASR シリーズは PC の COM ポートとして表示されます。
Windows で COM 設定を確認するには、デバイスマネージャを参照してください。たとえば、Win10 では、コントロールパネル→システム→ハードウ
ェアの順に選択します。
Realterm の詳細は、10 ページを参照してください。
機器が USB リモートコントロール用に設定された後、ターミナル経由でこのクエリコマンドを実行してください(10 ページ)。
*IDN?
製造元、モデル番号、シリアル番号、およびソフトウェアのバージョンが次の形式で返れば通信が成立しています。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX, XXXXXXXXX, XX.XX
メーカー名: TEXIO TECHNOLOGY
製品型名: ASRXXX-XXX
シリアル番号: XXXXXXXXX
ソフトウェアバージョン : XX.XX

Note

詳細については、プログラミングマニュアルを参照してください。弊社のWeb サイトから入手できます。
https://www.texio.co.jp

7

1-3. RS-232C インタフェース
1-3-1. RS-232C の設定
RS-232C 構成

ピンアサインコネクタ

Dsub-9,オス

パラメータ

Baud rate,data bits,parity,stop bits

123 45

2:RxD (Receive data)
3:TxD (Transmit data)
5:GND

6 789
ピン接続

4,6~9:未接続

図のヌルモデム(クロス)ケーブルを使用します。

ASR

手順

PC

1.

PC から RS-232C ケーブルを背面パネルのRS-232C ポートに接続します。

2.

Menu キーを押します。メニュー設定がディスプ
レイに表示されます。

3.

ツマミを使用して項目 5、RS-232C に移動し、Enter キーを押します。

4.

RS-232C の設定を行います。
Baud rate

1200,2400,4800,9600(初期値),19200,38400,
57600,115200

Data bits

7 bits,8 bits(初期値)

ParityNone(初期値),Odd,Even

Stop bits

1 bit(初期値),2 bits8

RS-232C configuration

5.

Note

設定を終了するには、Exit[F8]を押します。

標準付属品には RS-232C データケーブルは含まれません。オプションケーブルとして GTL-232 を用意しています。

1-3-2. RS-232C の動作確認
動作確認

Realterm などの端末アプリケーションを起動します。
RS-232C の場合は、COM ポート、ボーレート、ストップビット、データビッ
ト、パリティを設定してください。
Windows で COM 設定を確認するには、デバイスマネージャを参照してください。たとえば、Win10 では、コントロールパネル→システム→ハードウ
ェアの順に選択します。
Realterm の詳細は、10 ページを参照してください。
本器が RS-232C リモートコントロール用に設定された後、ターミナル経由
でこのクエリコマンドを実行してください(10 ページ)。
*IDN?
製造元、モデル番号、シリアル番号、およびソフトウェアのバージョンが次の形式で返れば通信が成立しています。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX, XXXXXXXXX, XX.XX
メーカー名: TEXIO TECHNOLOGY
製品型名: ASRXXX-XXX
シリアル番号: XXXXXXXXX
ソフトウェアバージョン : XX.XX

Note

詳細については、プログラミングマニュアルを参照してください。弊社のWeb サイトから入手できます。
https://www.texio.co.jp

9

1-4. Realterm を使用してリモート接続を確立する方法
概要

Realterm は、PC のシリアルポートまたは USB 経由でエミュレートされる
シリアルポートを介して通信を行うソフトです。
次の手順は、バージョン 2.0.0.70 に対応します。Realterm を例に説明しますが、他の同様機能のプログラムも使用できます。

Note

Realterm は、Sourceforge.net から無料でダウンロードできます。
詳細については、http://realterm.sourceforge.net/を参照してください。

操作

1.

Realterm をダウンロードし、Web サイト上の指示に従ってインストー
ルしてください。

2.

2. ASR シリーズを USB（6 ページ）または RS-232C（8 ページ）経由で接続します。

3.

3. RS-232C を使用する場合は、設定されているボーレート、ストッ
プビット、およびパリティをメモしておきます。

4.

Windows のデバイスマネージャーを開き、接続する COM ポート番
号を確認してください。
ポートアイコンをダブルクリックし、接続されたシリアルポートデバイ
スまたは USB の仮想 COM の接続された COM ポートを開きます。
USB を使用している場合は、接続されているデバイスを右クリックして[プロパティ]オプションを選択すると、ボーレート、ストップビット、およびパリティの設定を確認できます。

5.

管理者として Realterm を実行します。
Click:Start menu>All Programs>RealTerm>realterm
管理者として実行するには、Windows のスタートメニューのRealterm アイコンを右クリックし、”管理者として実行”を選択します。

6.

Realterm が起動したら、Port タブをクリックします。
Baud,Parity,Data bits,Stop bits,Port の設定を入力します。
ハードウェアフロー制御、ソフトウェアフロー制御オプションは初期設
定設定のまま使用できます。
Open を押して ASR シリーズに接続します。

10

USB の場合、ボーレートは 115,200 に固定です。
7.

Send タブをクリックします。
EOL の構成では、+CR と+LF のチェックボックスにチェックしてください。
クエリを入力します：*idn?
Send ASCII をクリックします。
TEXIO TECHNOLOGY,ASR602-351,XXXXXXXXX,XX.XX8.

ASR シリーズは以下を返します。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX, XXXXXXXXX, XX.XX(メーカー, モデル, シリアル番号, バージョン)

9.

接続に失敗した場合は、すべてのケーブルと設定を確認して、もう一度実行してください。

111-5. GP-IB インタフェース（オプション）
1-5-1. GP-IB の設定
手順1.

PC から GP-IB ケーブルを背面パネルの GP-IB
ポートに接続します。

2.

Menu キーを押します。メニュー設定がディスプ
レイに表示されます。

3.

ツマミを使用して項目 6、Option Interface に移動し、Enter キーを押します。

4.

GP-IB の設定を行います。
GP-IB Address

0~30(初期値 10)

GP-IB configuration

Note

GP-IB の制約⚫

一度に使用できる GP-IB アドレスは 1 つだけです。

⚫

ASR シリーズはオプションのインタフェースカードを自動的に検出でき、対応するオプションインタフェースのページがそれに応じて表示さ
れます。

5.

設定を終了するには、Exit[F8]を押します。

⚫

最大 15 台、ケーブル長さの合計 20m 以下、各機器間ケーブル長は2m です。

⚫

アドレスを各デバイスに割り当てます。重複設定はできません。

⚫

接続装置数の 2/3 以上を主電源オンとしてください。

⚫

ループ接続、並列接続はできません。

12

Note

標準付属品には GP-IB データケーブルは含まれていません。オプション
ケーブルとして CB-2420P を用意しています。

1-5-2. GP-IB 動作確認
動作確認

GP-IB 機能を確認するには、National Instruments Measurement＆Automation Controller ソフトウェアを使用してください。
National Instruments の Web サイト https://www.ni.com にて NI-488.2 を検索してください。

手順⚫

対応 OS: Windows XP, 7, 8, 10

1.

NI Measurement and Automation Explorer(MAX)を起動します。
スタート>すべてのプログラム>NI MAX を押します。

2.

コンフィギュレーション パネルからアクセスします。
My System>Devices and Interfaces>GP-IB0

3.

Scan for Instruments ボタンを押します。

4.

Connected Instruments パネルに ASR シリーズが設定されたInstrument 0 と同じアドレスで Instrument 0 として認識されています。

5.

Instrument 0 アイコンをダブルクリックします。

2
3

4
5
TEXIO TECHNOLOGY,ASR602-351,TT1234567,V1.00

6.

3

Communicate with Instrument をクリックします。

13

7.

Communicator タブ、Send String：エリアの* IDN？を確認します。

8.

Query ボタンをクリックし、 *IDN?クエリを送ります。

9.

本器の識別文字列が String Received：エリアに返されます。
TEXIO TECHNOLOGY, ASRXXX-XXX, XXXXXXXXX, XX.XX
メーカー名: TEXIO TECHNOLOGY
製品型名: ASRXXX-XXX
シリアル番号: XXXXXXXXX
ソフトウェアバージョン : XX.XX

6

TEXIO TECHNOLOGY,ASR602-351,,V1.00

78
9

TEXIO TECHNOLOGY,ASR602-351,,V1.00

10. 動作確認が完了しました。

!

注意

⚫

NI-VISA に 関 連 す る す べ て の 製 品 情 報 は NATIONAL
INSTRUMENTS CORP に帰属します。

⚫

NI-VISA を使 用 す る に は、 NATIONAL INSTRUMENTS CORP
Web サイトにリンクしてダウンロードしてインストールしてください。

⚫

NI-VISA を使用する場合は、NATIONAL INSTRUMENTS CORPの関連ライセンス条項に注意してください。

14

第2章 コマンド構文
適合規格

コマンド構造IEEE488.2

準拠

SCPI, 1999準拠

SCPI コマンドはノードに組織された階層的なツリー構造に基づいています。 コマンドツリーの各レベルは、ノードです。 SCPI コマンドの各キーワードは、コマンドツリー各ノードを意味します。 SCPI コマン
ドの各キーワード（ノード）は、コロン（：）で区切られています。
下の図は、SCPI のサブ構成とコマンド例を表します。
MEASureMEASure:SCALar:FREQuency?

SCALarFREQuency

CURRent VOLTage
RMS

コマンドの種類

RMS

数種類の計測用コマンド、クエリがあります。コマンドは、指示やデー
タを機器に送り、クエリは機器から、データや、ステータス情報を受け取ります。
コマンド形式
単一パラメータを含むまたは含まない単一コマン
ド

例

*IDN?

クエリ

クエリは、単一または組合せコマンドに続けて疑問符（?）を付けたコマンドです。パラメー
タ（データ）が返されます。

例

meas:curr?

組合せ

2 つ以上のコマンドは、同じコマンド構文上に配列されます。組合せコマンドは、セミコロ
ン（；）または、セミコロンとコロン（；：）で区別されます。
セミコロンは、2 つの関連するコマンドを結合するために使用されますが、最後のコマンド
は最初のコマンドの最後のノードから開始する必要があるという注意事項があります。

例

meas:volt?;curr?
セミコロンとコロンは、異なるノードからの 2
つのコマンドを結合するために使用されま
す。

15

例

meas:volt?;:sour:volt?

Note(追加説明)

セミコロン（;）は、2 つのコマンドを接続するために使用されます。 コ
マンドの先頭にあるコロン（:)は、コマンドがルートノードから始まることを示します。 最初のコマンドは、最初のコロンを無視できます。 コ
ロンで始まらない最初のコマンド（複合コマンドの場合）以降のコマン
ドは、最初のコマンドの最後のノードから開始する必要があります。

コマンド形式コマンドとクエリには、長文式と短文式の 2 種類の形式があります。コ
マンド構文は、大文字のコマンドの短文形式と小文字の残りの部分（長文形式）で記述されます。
コマンドは、短文形式または長文形式が完全である限り、大文字または小文字で書くことができます。不完全なコマンドは認識されません。
以下は、正しく記述されたコマンドの例です。
長文
形式:SYSTem:ERRor?
:SYSTEM:ERROR?
:system:error?

短文
形式
角括弧

SYST:ERR?
syst:err?

角括弧を含むコマンドは、内容がオプションであることを示します。以下に示すように、コマンドの機能は、角括弧で囲まれた項目の有無にかかわらず同じです。
たとえば、クエリの“:OUTPut[:STATe]?” では、 “:OUTPut:STATe?”と “:OUTPut?”の両方とも有効です。

コマンド
フォーマットH EADERP1,P2

1

2 34 5

1. コマンドヘッダ
2. スペース
3. パラメータ 1
4. コンマ(前後にスペース入れな
いこと)
5. パラメータ 2

16

パラメータASR シリーズの戻り値
について

形式

説明

例

<Boolean>

ブール値

0, 1

<NR1>

整数

0, 1, 2, 3

<NR2>

10 進数

0.1, 3.14, 8.5

<NR3>

浮動小数点

4.5e-1, 8.25e+1<NRf>

NR1, 2, 3 のいずれか 1, 1.5, 4.5e-1<block data>

指定長の任意のブロックデータ。データが続く 1
桁の 10 進数。10 進数は、続く 8 ビットのデータ
バイト数を指定します。

<bool>+0、 +1 符号が付きます。

<NR1>+符号が付きます。

<NR2>+または-符号が付きます。
小数点以下は 4 桁固定です。
例外がありますので、各コマンドを確認して下さ
い 。

メッセージ
ターミネータ

LF

改行コード

17

第3章 コマンドリスト
3-1. IEEE488.2 共通コマンド
3-1-1. *CLS

Set

説明

* CLS コマンドは、Status Byte、イベントステータス、Error Queue を含むすべてのイベントレジスタをクリアします。

構文

*CLS
Set

3-1-2. *ESE

Query

説明

標準イベントステータスイネーブルレジスタを設定または照会します。

構文*ESE<NR1>

クエリ構文

*ESE?

パラメータ

<NR1>

0~255

戻り値

<NR1>

標準イベントステータスイネーブルレジスタのビット合計を返します。

3-1-3. *ESR

Query

説明

標準イベントステータス（イベント）レジスタを照会します。 イベントステータスレ
ジスタは、読み取られた後にクリアされます。

クエリ構文

*ESR?

戻り値

<NR1>

標準イベントステータス（イベント）レジスタのビット合計を返し、レジ
スタをクリアします。

18

3-1-4. *IDN

Query

説明

ASR の製造元、モデル名、シリアル番号、およびファームウェアバージョンを照
会します。

クエリ構文

*IDN?

戻り値

<string>

機器 ID を次の形式の文字列として返します。
TEXIO TECHNOLOGY、ASRXXX-XXX、XXXXXXXXX、XX.XX
メーカー：TEXIO TECHNOLOGY
モデル番号：ASRXXX-XXX
シリアル番号：XXXXXXXXX
ファームウェアバージョン：XX.XX

3-1-5. *OPC

Query

説明

* OPC？ 未処理のコマンドがすべて完了すると、1 を返します。

クエリ構文

*OPC?

戻り値

<Boolean>

コマンド処理完了時に 1 を返します。
+符号は付きません。

3-1-6. *RCL

Set

説明

メモリスロット M0〜M9 に保存されている内容を呼び出します。 これらのメモリ
スロットは、プリセット設定にマッピングされます。

構文*RCL {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0〜9（メモリ M0〜M9 として）MIN

M0 メモリの内容を呼び出します。

MAX

M9 メモリの内容を呼び出します。

3-1-7. *RST

Set

説明

デバイスのリセットを実行します。 ユニットを既知の構成（初期設定）に構成します。 この既知の構成は、使用履歴とは無関係です。

構文

*RST

19

3-1-8. *SAV

Set

説明

設定をメモリスロット M0〜M9 に保存します。 これらのメモリスロットは、プリセッ
ト設定にマッピングされます。

構文*SAV {<NR1> | MINimum | MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0〜9（メモリ M0〜M9 として）

MINimum

メモリスロット M0 に保存します。

MAXimum

メモリスロット M9 に保存します。
Set

3-1-9. *SRE

Query

説明

Service RequestEnable レジスタを設定または照会します。 Service Request
Enable レジスタは、StatusByte レジスタのどのレジスタがサービスリクエストを生成できるかを決定します。

構文*SRE {<NR1>

クエリ構文

*SRE?

パラメータ

<NR1>

0~255

戻り値

<NR1>

Service RequestEnable レジスタのビット合計を返します。

3-1-10. *STB

Query

説明

RQS ビット（ビット 6）を MSS（マスターサマリーステータス）に置き換えて、Status
Byte レジスタのビット合計を照会します。

クエリ構文

*STB?

戻り値

<NR1>

Status Byte レジスタと MSS ビット（ビット 6）のビット合計を返します。

3-1-11. *WAI

Set

説明

未処理のコマンドがすべて完了するまで、他のコマンドまたはクエリが実行されないようにします。

構文

*WAI

20

3-2. Data/Trace コマンドNote

次のコマンドの TRACE および DATA ノードは機能的に同等です。

3-2-1. :DATA|TRACe:SEQuence:CLEar

Set

説明

選択した保存メモリのシーケンスデータをクリアします（Seq0〜Seq9）。

構文:DATA|TRACe:SEQuence:CLEar {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9

MIN

0

MAX

9

例

:DATA:SEQ:CLE 1
Seq1 からシーケンスデータをクリアします。

3-2-2. :DATA|TRACe:SEQuence:RECall

Set

説明

シーケンスデータをロードします。 このコマンドは、シーケンスモードでシーケンスメモリを呼び出すのと同じです。

構文:DATA|TRACe:SEQuence:RECall {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9 (Seq0 ~ Seq9).

MIN

0

MAX

9

例

:DATA:SEQ:REC 1
Seq1 からデータをロードします。

3-2-3. :DATA|TRACe:SEQuence:STORe

Set

説明

シーケンスデータを保存します。 このコマンドは、シーケンスモードでシー
ケンスメモリを保存するのと同じです。

構文:DATA|TRACe:SEQuence:STORe {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9 (Seq0 ~ Seq9).

MIN

0

MAX

9

例

:DATA:SEQ:STOR 1
Seq1 からデータを保存します。

21

3-2-4. :DATA|TRACe:SIMulation:CLEar

Set

説明

選択した保存メモリ（SIM0〜SIM9）のシミュレーションデータをクリアします。

構文:DATA|TRACe:SIMulation:CLEar {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9 (SIM0 ~ SIM9).

MIN

0

MAX

9

例

:DATA:SIM:CLE 1
SIM1 からシミュレーションデータをクリアします。

3-2-5. :DATA|TRACe:SIMulation:RECall

Set

説明

シミュレーションデータをロードします。 このコマンドは、シミュレーションモ
ード（SIM0〜SIM9）でシミュレーションメモリを呼び出すのと同じです。

構文:DATA|TRACe:SIMulation:RECall {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9 (SIM0 ~ SIM9).

MIN

0

MAX

9

例

:DATA:SIM:REC 1
SIM1 からデータをロードします。

3-2-6. :DATA|TRACe:SIMulation:STORe

Set

説明

シミュレーションデータを保存します。 このコマンドは、シミュレーションモ
ード（SIM0〜SIM9）でシミュレーションメモリを保存するのと同じです。

構文:DATA|TRACe:SIMulation:STORe {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9 (SIM0 ~ SIM9).

MIN

0

MAX

9

例

:DATA:SIM:STOR 1
SIM1 からデータを保存します。

22

3-2-7. :DATA|TRACe:WAVe:CLEar

Set

説明

選択したウェーブグループの ARB 1-16 データをクリアします。

構文:DATA|TRACe:WAVe:CLEar {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

1~16 (ARB1 ~ ARB16).

MIN

1（ARB1）MAX

16（ARB16）

例:DATA:WAV:CLE 13
ARB13 からウェーブデータをクリアします。

Note

データをクリアした場合、デフォルトの波形に戻ります。

3-2-8. :DATA|TRACe:WAVe[:DATA]
説明

任意波を設定します。

構文:DATA|TRACe:WAVe[:DATA] {<NR1>|<Binary Data>}

パラメータ

<NR1>

Set

1 – 16 (ARB 1 – 16)

バイナリデータには＃48192 <DAB> ... <DAB>が含まれます#

ブロックデータが送信されたことを示します。

4

後続の番号の数を示します。

8192

後続のバイトデータの数を示します。

<DAB>...<DAB> 4096 ワードの波形データを持つ 16 ビットを示します。
さらに、波形のデータ形式は 2 の補数の形式の最上位（ビッグエンディアン）です。
例

TRAC:WAV 1, #48192<DAB>...<DAB>

Note

最後に LF が必要です。また、バイナリデータのデータ個数を受信するまでは中断できません。

23

3-3. 測定コマンド
3-3-1. :MEASure[:SCALar]:CURRent:CFACtor
説明

出力電流の波高率（CF）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:CFACtor?

戻り値

<NR2>

Query

クレストファクターを返します。

3-3-2. :MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH

Query

説明

出力電流の最大ピーク値（Imax）を返します。

記：

現在の最大ピーク値は、全期間の最高ピーク値として定義されます。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:HIGH?

戻り値

<NR2>

Imax 値を A で返します。

3-3-3. :MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW
説明

出力の現在の最小値（Imin）を返します。

記：

現在の最小値は、全期間の最低値として定義されます。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:LOW?

戻り値

<NR2>

Query

Imin 値を A で返します。

3-3-4. :MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:CLEar
説明

現在のピークホールド値をクリアします。

構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:CLEar

3-3-5. :MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD

Set

Query

説明

現在のピークホールド値をアンペアで返します（IPK ホールド）。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD?

戻り値

<NR2>

ピークホールド値を A で返します。

3-3-6. :MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]
説明

出力電流（Irms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]?

戻り値

<NR2>

Irms 値を返します。

24

Query

3-3-7. :MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]:TOTal
説明

合計の出力電流（Irms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent[:RMS]:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

合計の Irms 値を返します。

3-3-8. :MEASure[:SCALar]:CURRent:AC
説明

AC 出力電流（Irms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:AC?

戻り値

<NR2>

Query

AC の Irms 値を返します。

3-3-9. :MEASure[:SCALar]:CURRent:AVERage
説明

電流の平均値（Iavg）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:AVERage?

戻り値

<NR2>

Query

現在の平均値を A で返します。

3-3-10. :MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS]

Query

説明

THD と、高調波の 1〜40 個の電流（Irms）の 101 個の値を返します。
（AC-INT および 50/60 Hz アクティブのみ）

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS]?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2 THD および次数 1〜100 の高調波電流（Irms）を>, <NR2>…, etc.
含む 101 個の値を返します。

3-3-11. :MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio

Query

説明

THD と、高調波の 1〜100 個の電流（比率）の 101 個の値を返します。
（AC-INT および 50/60 Hz アクティブのみ）

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2>, THD および次数 1〜100 の高調波電流（比率）を含<NR2>…, etc.
む 101 個の値を返します。

25

3-3-12. :MEASure[:SCALar]:FREQuency

Query

説明

SYNC 信号ソース周波数を Hz で返します。外部同期信号の周波数測定
範囲は 10.0Hz～2100.0Hz です。 (AC+DC 同期または AC 同期アクティ
ブのみ)

クエリ構文

:MEASure[:SCALar]:FREQuency?

戻り値

<NR2>

同期周波数を Hz で返します。

3-3-13. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage[:RMS]
説明

ライン電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage[:RMS]?

戻り値

<NR2>

Query

ライン電圧を Vrms で返します。

3-3-14. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:AVERage
説明

ライン電圧の平均値（Vavg）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:AVERage?

戻り値

<NR2>

Query

ライン電圧の平均値を V で返します。

3-3-15. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:HIGH

Query

説明

ライン電圧の最大ピーク値（Vmax）を返します。

Note

ライン電圧の最大ピーク値は、全期間における最高ピーク値として定義さ
れます。

クエリ構文

:MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:HIGH?

戻り値

<NR2>

ライン電圧の最大値を V で返します。

3-3-16. :MEASure[:SCALar]:LINE:VOLTage:LOW

Query

説明

ライン電圧の最小値（Vmin）を返します。

Note

ライン電圧の最小値は、全期間における最小値として定義されます。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?

戻り値

<NR2>

ライン電圧の最小値を V で返します。

26

3-3-17. :MEASure[:SCALar]:PEAK:CLEar

Set

説明

ピークホールドの値をクリアします。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:PEAK:CLEar <NR1>|ALL|L1|L2|L3

戻り値

ALL | 0

すべてのピークホールド値をクリアします。

L1 | 1L1 のピークホールド値をクリアします。

L2 | 2L2 のピークホールド値をクリアします。

L3 | 3L3 のピークホールド値をクリアします。

例:MEASure[:SCALar]:PEAK:CLEar ALL
すべてのピークホールド値をクリアします。

3-3-18. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent説明

皮相電力（S）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent?

戻り値

<NR2>

Query

VA で皮相電力を返します。

3-3-19. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent:TOT
al
説明

合計の皮相電力（S）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

VA で合計の皮相電力を返します。

3-3-20. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor
説明力率（PF）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor?

戻り値

<NR2>

Query

力率を返します。

3-3-21. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor:TOTal
説明

合計の力率（PF）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor:TOTal?

戻り値

<NR2>

合計の力率を返します。

27

Query

3-3-22. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive
説明

無効電力（Q）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive?

戻り値

<NR2>

Query

無効電力を VAR で返します。

3-3-23. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive:TOTal
説明

合計の無効電力（Q）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

合計の無効電力を VAR で返します。

3-3-24. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]
説明

有効電力をワット（P）で返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]?

戻り値

<NR2>

Query

電力をワットで返します。

3-3-25. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]:TOTal
説明

合計の有効電力をワット（P）で返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

合計の電力をワットで返します。

3-3-26. :MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]
説明

電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]?

戻り値

<NR2>

Query

電圧を Vrms で返します。

3-3-27. :MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]:TOTal
説明

合計の電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage[:RMS]?

戻り値

<NR2>

合計の電圧を Vrms で返します。

28

Query

3-3-28. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:AC
説明

AC 電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage:AC?

戻り値

<NR2>

Query

AC 電圧を Vrms で返します。

3-3-29. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVERage
説明

電圧平均値（Vavg）を返します。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage:AVERage?

戻り値

<NR2>

Query

電圧の平均値を V で返します。

3-3-30. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH

Query

説明

出力電圧の最大ピーク値（Vmax）を返します。

Note

電圧の最大ピーク値は、全期間の最高ピーク値として定義されます。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage:HIGH?

戻り値

<NR2>

Vmax 値を V で返します。

3-3-31. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW
説明

出力電流の最小値（Vmin）を返します。

Note

電圧最小値は、全期間の最低値として定義されます。

クエリ構文:MEASure[:SCALar]:VOLTage:LOW?

戻り値

<NR2>

Query

Vmin 値を V で返します。

3-3-32. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:HARMonic[:RMS]

Query

説明

THD および高調波次数 1〜100 の電圧（Vrms）をカバーする 101 の値を
返します。

クエリ構文

:MEASure[:SCALar]: VOLTage:HARMonic[:RMS]?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2 THD および高調波次数 1〜100 の電圧（Vrms）>, <NR2>…, etc.
を含む 101 個の値を返します。

29

3-3-33. :MEASure[:SCALar]:VOLTage:HARMonic:RATio

Query

説明

THD および高調波次数 1〜100 の電圧（比率）を含む 101 個の値を返します。 （AC-INT および 50/60 Hz アクティブのみ）

クエリ構文:MEASure[:SCALar]: VOLTage:HARMonic:RATio?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2>, THD および高調波次数 1〜100 の電圧（比率）を<NR2>…, etc.
含む 101 個の値を返します。
Set

3-3-34. :MEASure:CONFigure:SENSing

Query

説明

リモートセンス構成を設定または照会します。 （AC-INT、DC-INT、
AC-SYNC モードおよび 100V、200V 範囲、SIN 波形および時間スルーレ
ートモードのみがアクティブ）

構文:MEASure:CONFigure:SENSing {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:MEASure:CONFigure:SENSing?

パラメータ

OFF | 0

リモートセンスをオフにします。

ON | 1

リモートセンスをオンにします。

+0

リモートセンスはオフです。

+1

リモートセンスはオンです。

戻り値

例:MEAS:CONF:SENS 0
リモートセンスをオフに設定します。
Set

3-3-35. :MEASure:AVERage:COUNt

Query

説明

測定値の平均回数を設定または照会します。

構文:MEASure:AVERage:COUNt {<NR1> | MINimum | MAXimum}

クエリ構文:MEASure:AVERage:COUNt?

パラメータ

<NR1>

1～128 平均回数の値

MINimum

1

MAXimum

128

戻り値

<NR1>

平均回数の値を返します。

例:MEAS:AVER:COUN 10
平均回数を 10 回に設定します。

対象パラメータ

Vrms Vmax Vmin Irms Imax Imin P S
Vavg Iavg & IpkH

非対象パラメータ

Freq THDv THDi

30

Q PF CFSet

3-3-36. :MEASure:UPDate:RATE

Query

説明

測定値の更新レートを設定または照会します。

構文:MEASure:UPDate:RATE {FAST | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20}

クエリ構文:MEASure:UPDate:RATE?

パラメータ/戻り値

FAST

更新レート最速<NR2>

0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 秒

例

:MEAS:UPD:RATE 2
更新レートを 2 秒に設定します。

対象パラメータ

Vrms Vmax Vmin Irms Imax Imin P S
Vavg Iavg & IpkH

非対象パラメータ

Freq THDv THDi

31

Q PF CF

3-4. 読み取りコマンド
3-4-1. :FETCh[:SCALar]:CURRent:CFACor
説明

読み取った出力電流クレストファクター (CF) を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:CFACtor?

戻り値

<NR2>

Query

読み取ったクレストファクタを返します。

3-4-2. :FETCh[:SCALar]:CURRent:HIGH

Query

説明

読み出した出力電流の最大ピーク値 (Imax) を返します。

Note：

電流の最大ピーク値は、全期間の最高ピーク値として定義されます。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:HIGH?

戻り値

<NR2>

読み出した Imax 値を A で返します。

3-4-3. :FETCh[:SCALar]:CURRent:LOW
説明

読み出した出力電流の最大ピーク値 (Imax) を返します。

Note：

電流の最小値は、全期間の最小値として定義されます。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:LOW?

戻り値

<NR2>

Query

読み出した Imin 値を A で返します。

3-4-4. :FETCh[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD

Query

説明

読み出した出力電流のピークホールド値 (IPK Hold) を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:PEAK:HOLD?

戻り値

<NR2>

読み出した Imin 値を A で返します。

3-4-5. :FETCh[:SCALar]:CURRent[:RMS]
説明

読み出した出力電流値 (Irms) を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent[:RMS]?

戻り値

<NR2>

読み出した Irms 値を返します。

32

Query

3-4-6. :FETCh[:SCALar]:CURRent[:RMS]:TOTal
説明

読み出した合計の出力電流値 (Irms) を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent[:RMS]:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

読み出した合計の Irms 値を返します。

3-4-7. :FETCh[:SCALar]:CURRent:AC
説明

読み出した AC 出力電流値 (Irms) を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:AC?

戻り値

<NR2>

Query

読み出した AC の Irms 値を返します。

3-4-8. :FETCh[:SCALar]:CURRent:AVERage
説明

読み出した平均電流値 (Iavg) を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:AVERage?

戻り値

<NR2>

Query

読み出した平均電流値を A で返します。

3-4-9. :FETCh[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS]

Query

説明

THD と、高調波の 1〜100 次の電流（Irms）の 101 個の値を返します。
（AC-INT および 50/60 Hz アクティブのみ）

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:HARMonic[:RMS]?
<NR2>,<NR2>,<NR2>, THD および次数 1〜100 の高調波電流（Irms）を<NR2>…, etc.
含む 101 個の値を返します。

戻り値

3-4-10. :FETCh[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio

Query

説明

THD と、高調波の 1〜100 次の電流（比率）の 101 個の値を返します。
（AC-INT および 50/60 Hz アクティブのみ）

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:CURRent:HARMonic:RATio?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2>, THD および次数 1〜100 の高調波電流（比率）を<NR2>…, etc.
含む 101 個の値を返します。

33

3-4-11. :FETCh[:SCALar]:FREQuency

Query

説明

読み取った SYNC 信号ソース周波数を Hz で返します。外部同期信号の周波数測定範囲は 10.0Hz～2100.0Hz です。 (AC+DC 同期または AC
同期アクティブのみ)

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:FREQuency?

戻り値

<NR2>

同期周波数を Hz で返します。

3-4-12. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage[:RMS]
説明

読み取ったライン電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage[:RMS]?

戻り値

<NR2>

Query

読み取ったライン電圧を Vrms で返します。

3-4-13. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:AVERage
説明

読み取ったライン電圧の平均値（Vavg）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:AVERage?

戻り値

<NR2>

Query

読み取ったライン電圧の平均値を V で返します。

3-4-14. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:HIGH

Query

説明

読み取ったライン電圧の最大ピーク値（Vmax）を返します。

Note

ライン電圧の最大ピーク値は、全期間における最高ピーク値として定義さ
れます。

クエリ構文

:FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:HIGH?

戻り値

<NR2>

読み取ったライン電圧の最大値を V で返します。

3-4-15. :FETCh[:SCALar]:LINE:VOLTage:LOW

Query

説明

読み取ったライン電圧の最小値（Vmin）を返します。

Note

ライン電圧の最小値は、全期間における最小値として定義されます。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage:LOW?

戻り値

<NR2>

読み取ったライン電圧の最小値を V で返します。

34

3-4-16. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent
説明

読み取った皮相電力（S）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った皮相電力を VA で返します。

3-4-17. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent:TOTal
説明

読み取った合計の皮相電力（S）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:APParent:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った合計の皮相電力を VA で返します。

3-4-18. :MEASure[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor
説明

読み取った力率（PF）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った力率を返します。

3-4-19. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor:TOTal
説明

読み取った合計の力率（PF）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:PFACtor:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った合計の力率を返します。

3-4-20. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive
説明

読み取った無効電力（Q）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った無効電力を VAR で返します。

3-4-21. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive:TOTal
説明

読み取った合計の無効電力（Q）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC]:REACtive:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った合計の無効電力を VAR で返します。

35

3-4-22. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]
説明

読み取った有効電力をワット（P）で返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った電力を W で返します。

3-4-23. :FETCh[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]:TOTal
説明

読み取った合計の有効電力をワット（P）で返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:POWer[:AC][:REAL]:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った合計の電力を W で返します。

3-4-24. :FETCh[:SCALar]:VOLTage[:RMS]
説明

読み取った電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage[:RMS]?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った電圧を Vrms で返します。

3-4-25. :FETCh[:SCALar]:VOLTage[:RMS]:TOTal
説明

読み取った合計の電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage[:RMS]:TOTal?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った合計の電圧を Vrms で返します。

3-4-26. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:AC
説明

読み取った AC 電圧（Vrms）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage:AC?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った AC 電圧を Vrms で返します。

3-4-27. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:AVERage
説明

読み取った電圧平均値（Vavg）を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage:AVERage?

戻り値

<NR2>

読み取った電圧の平均値を V で返します。

36

Query

3-4-28. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:HIGH

Query

説明

読み取った出力電圧の最大ピーク値（Vmax）を返します。

Note

電圧の最大ピーク値は、全期間の最高ピーク値として定義されます。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage:HIGH?

戻り値

<NR2>

読み取った Vmax 値を V で返します。

3-4-29. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:LOW
説明

読み取った出力電流の最小値（Vmin）を返します。

Note

電圧最小値は、全期間の最低値として定義されます。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]:VOLTage:LOW?

戻り値

<NR2>

Query

読み取った Vmin 値を V で返します。

3-4-30. :FETCh[:SCALar]:VOLTage:HARMonic[:RMS]

Query

説明

読み取った THD および高調波次数 1〜100 の電圧（Vrms）をカバーする
101 の値を返します。

クエリ構文:FETCh[:SCALar]: VOLTage:HARMonic[:RMS]?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2>, 読み取った THD および高調波次数 1〜100 の電<NR2>…, etc.
圧（Vrms）を含む 101 個の値を返します。

3-4-31. :FETCh[:SCALar]: VOLTage:HARMonic:RATio

Query

説明

読み取った THD および高調波次数 1〜100 の電圧（比率）を含む 101 個の値を返します。 （AC-INT および 50/60 Hz アクティブのみ）

クエリ構文:FETCh[:SCALar]: VOLTage:HARMonic:RATio?

戻り値<NR2>,<NR2>,<NR2>, 読み取った THD および高調波次数 1〜100 の電<NR2>…, etc.
圧（比率）を含む 101 個の値を返します。

37

3-5. メモリーコマンド
3-5-1. :MEMory:RCL

Set

説明

メモリスロット M0〜M9 から設定を呼び出します。 これらのメモリスロット
は、プリセット設定にマッピングされます。 * RCL コマンドと同等です。

構文:MEMory:RCL {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9

MINimum

0

MAXimum9

例:MEMory:RCL
M1 の設定を呼び出します。

3-5-2. :MEMory:SAV

Set

説明

設定をメモリスロット M0〜M9 に保存します。 これらのメモリスロットは、
プリセット設定にマッピングされます。 * SAV コマンドと同等です。

構文:MEMory:SAV {<NR1>|MINimum|MAXimum}

パラメータ

<NR1>

0~9

MINimum

0

MAXimum9

例:MEMory:SAV 1
設定を M1 に保存します。

38

3-6. 出力コマンド
Set

3-6-1. :OUTPut:IMPedance

Query

説明

電源の出力インピーダンス状態を設定または問い合わせます。

構文:OUTPut:IMPedance {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:OUTPut:IMPedance?

パラメータ

OFF | 0出力インピーダンスをオフにします。

ON | 1

出力インピーダンスをオンにします。

+0

出力インピーダンスはオフです。

+1

出力インピーダンスはオンです。

戻り値

例:OUTP：IMP 0
電源出力インピーダンスをオフに設定します。
Set

3-6-2. :OUTPut:IMPedance:INDuctance

Query

説明

各相の出力インピーダンスのインダクタンス値パラメータを設定または照会
します。

構文

:OUTPut:IMPedance:INDuctance <NR1> | L1|L2|L3|ALL,<NR2> |MINimum | MAXimum

クエリ構文:OUTPut:IMPedance:INDuctance?

パラメータ<phase>,L1 | 0

L1<NR1>

L2 | 1

L2

L3 | 2

L3

ALL | 3

全相

<inductance>, inductance 0.0 ~ 2000（μH）<NR2>
Minimum

0.0

Maximum

2000

戻り値<phase>,<inductance>

出力インピーダンスの相およびインダクタンス
値パラメータを返します。

例:OUTP:IMP:IND?
ALL +0.1,+0.1,+0.1
出力インピーダンスの相およびインダクタンス値パラメータを返します。

39

Set

3-6-3. :OUTPut:IMPedance:RESistance

Query

説明

各相の出力インピーダンスのレジスタンス値パラメータを設定または照会します。

構文:OUTPut:IMPedance:RESistance <NR1> | L1|L2|L3|ALL,<NR2> |MINimum | MAXimum

クエリ構文:OUTPut:IMPedance: RESistance?

パラメータ<phase>,L1 | 0

L1<NR1>

L2 | 1

L2

L3 | 2

L3

ALL | 3

全相

<inductance>, inductance 0.0 ~ 1（Ω）
<NR2>
Minimum

0.0

Maximum1

戻り値<phase>,<resistance>

出力インピーダンスの相およびレジスタンス値
パラメータを返します。

例:OUTP:IMP:RES?
ALL +0.1,+0.1,+0.1
出力インピーダンスの相およびレジスタンス値パラメータを返します。
Set

3-6-4. :OUTPut:MONitor:AMPLitude
説明

出力モニターの振幅範囲を設定または問い合わせます。

構文:OUTPut:MONitor:AMPLitude {<NR1>|LOW|HIGH}

クエリ構文:OUTPut:MONitor:AMPLitude?

パラメータ/戻り値<NR1>

0/1 はそれぞれ異なる振幅範囲を表します。
LOW | 0 ±2.5
HIGH | 1 ±10

例:OUTP:MON:AMPL HIGH
出力モニターの振幅範囲を High に設定します。

40

Query

Set

3-6-5. :OUTPut:MONitor:SOURce<1|2>

Query

説明

モニター出力 1 またはモニター出力 2 のソースを設定または問い合わせます。 （単相の場合は L1 のみ設定可能、単相 3 線の場合は L1 と L2 が設定可能です。）

構文:OUTPut:MONitor:SOURce<1|2> L1Voltage| L2Voltage| L3Voltage|
L1Current|L2Current|L3Current

クエリ構文:OUTPut:MONitor:SOURce<1|2>?
パラメータ/戻り値<1|2>

Output 1 または Output 2
L1Voltage | L1 相 電圧
L2Voltage | L2 相 電圧
L3Voltage | L3 相 電圧
L1Current | L1 相 電流
L2Current | L2 相 電流
L3Current | L3 相 電流

例

:OUTP:MON:SOUR1 L2Voltage
出力モニター１を L2 相の電圧に設定します。
Set

3-6-6. :OUTPut[:STATe]

Query

説明

電源の出力状態を設定または照会します。

構文:OUTPut[:STATe] {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:OUTPut[:STATe]?

パラメータ

OFF | 0

出力をオフにします。

ON | 1

出力をオンにします。

+0

出力はオフです。

+1

出力はオンです。

戻り値

例:OUTP 0電源出力をオフに設定します。

41

Set

3-6-7. :OUTPut:PON

Query

説明

電源投入時の出力状態を設定または照会します。

構文:OUTPut:PON {<NR1>|OFF|ON|SEQ|SIM}

クエリ構文:OUTPut:PON?

パラメータ

<NR1>

0~3

OFF| 0

無効

ON | 1

有効

SEQ | 2

シーケンス機能SIM | 3シミュレーション機能

戻り値

<NR1>

電源投入時に選択した出力状態を+0〜+3 で返します。

例:OUTPut:PON 2
電源投入時にシーケンス機能をオンに設定します。

3-6-8. :OUTPut:PROTection:CLEar
説明

プロテクト状態をクリアします。

構文:OUTPut:PROTection:CLEar

Set

Set

3-6-9. :OUTPut:RELay

Query

説明

電源の出力リレーを設定または照会します。

構文:OUTPut:RELay {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:OUTPut:RELay?

パラメータ

OFF | 0出力リレーをオフにします。

ON | 1

出力リレーをオンにします。

+0

出力リレーはオフです。

+1

出力リレーはオンです。

戻り値

例:OUTP:REL 1
出力リレーをオンに設定します。

42

3-7. ステータスコマンド
3-7-1. :STATus:OPERation:CONDition

Query

説明

Operation ステータスレジスタを照会します。 このクエリはレジスタをクリアしません。

クエリ構文:STATus:OPERation:CONDition?

戻り値

<NR1>

動作条件レジスタのビット和を返します。 （+0〜+32767）
Set

3-7-2. :STATus:OPERation:ENABle

Query

説明

Operation ステータスイネーブルレジスタのビット合計を設定または照会します。

構文クエリ構文:STATus:OPERation:ENABle <NR1>

クエリ構文:STATus:OPERation:ENABle?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

3-7-3. :STATus:OPERation[:EVENt]

Query

説明

Operation ステータスイベントレジスタを照会し、レジスタの内容をクリアし
ます。

クエリ構文

:STATus:OPERation[:EVENt]?

戻り値

<NR1>

Operation ステータスイベントレジスタのビット合計を返します。
Set

3-7-4. :STATus:OPERation:NTRansition

Query

説明

Operation ステータスレジスタの負の遷移フィルタのビット合計を設定または照会します。

構文:STATus:OPERation:NTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:OPERation:NTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

43

Set

3-7-5. :STATus:OPERation:PTRansition

Query

説明

Operation ステータスレジスタの正の遷移フィルタのビット合計を設定または照会します。

構文:STATus:OPERation:PTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:OPERation:PTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

3-7-6. :STATus:QUEStionable[:EVENt]

Query

説明

Questionable ステータスイベントレジスタのビット合計を照会します。 このクエリは、レジスタの内容もクリアします。

クエリ構文:STATus:QUEStionable[:EVENt]?

戻り値

<NR1>

+0~+32767

3-7-7. :STATus:QUEStionable:CONDition

Query

説明

Questionable ステータスレジスタのステータス（ビット合計）を照会します。
このクエリはレジスタをクリアしません。

クエリ構文:STATus:QUEStionable:CONDition?

戻り値

<NR1>

+0~+32767
Set

3-7-8. :STATus:QUEStionable:ENABle

Query

説明

Questionable ステータスイネーブルレジスタのビット合計を設定または照
会します。

構文

:STATus:QUEStionable:ENABle <NR1>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:ENABle?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

44

Set

3-7-9. :STATus:QUEStionable:NTRansition

Query

説明

Questionable ステータスレジスタの負の遷移フィルタのビット合計を設定
または照会します。

構文:STATus:QUEStionable:NTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:NTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767
Set

3-7-10. :STATus:QUEStionable:PTRansition

Query

説明

Questionable ステータスレジスタの正の遷移フィルタのビット合計を設定
または照会します。

構文:STATus:QUEStionable:PTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:QUEStionable:PTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+3276745

3-7-11. :STATus:PRESet
説明

概要

Set

このコマンドは、Operation ステータス、Questionable ステータス、Warning ステータス、および System Lock ステータスレジスタの ENABle
レジスタ、PTRansistion フィルタ、および NTRansistion フィルタをリセットします。 レジスタ/フィルタはデフォルト値にリセットされます。
デフォルトのレジスタ/フィルタ値

設定

QUEStionable Status Enable

0x0000QUEStionable Status Positive Transition

0x7FFFQUEStionable Status Negative Transition

0x0000Operation Status Enable

0x0000Operation Status Positive Transition

0x7FFF

Operation Status Negative Transition

0x0000

WARNing Status Enable

0x0000

WARNing Status Positive Transition

0x7FFF

WARNing Status Negative Transition

0x0000

System Lock Status Enable

0x0000

System Lock Status Positive Transition

0x7FFF

System Lock Status Negative Transition

0x0000

Questionable ステータス有効化レジスタ、Operation ステータス有効化レ
ジスタ、Warning ステータスレジスタ、および System Lock ステータスレジ
スタは両方とも 0 にリセットされます。
Questionable ステータス、Operation ステータス、Warning ステータス、および System Lock ステータスポジティブトランジションフィルターはすべて
ハイ（0x7FFF）に設定され、ネガティブトランジションフィルターはすべてロー（0x0000）に設定されます。
つまり、Questionable ステータス、Operation ステータス、Warning ステー
タス、および System Lock ステータスレジスタでは、正の遷移のみが認識
されます。

構文

:STATus:PRESet

3-7-12. :STATus:WARNing:CONDition

Query

説明

Warning ステータスレジスタを照会します。 このクエリはレジスタをクリア
しません。

クエリ構文

:STATus:WARNing:CONDition?

戻り値

<NR1>

警告条件レジスタのビット合計を返します。 （+0〜+32767）

46

Set

3-7-13. :STATus:WARNing:ENABle

Query

説明

Warning ステータスイネーブルレジスタのビット合計を設定または照会します。

構文:STATus:WARNing:ENABle <NR1>

クエリ構文:STATus:WARNing:ENABle?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

3-7-14. :STATus:WARNing[:EVENt]

Query

説明

Warning ステータスイベントレジスタを照会し、レジスタの内容をクリアしま
す。

クエリ構文

:STATus:WARNing[:EVENt]?

戻り値

<NR1>

Warning ステータスイベントレジスタのビット合計を返します。
Set

3-7-15. :STATus:WARNing:NTRansition

Query

説明

Warning ステータスレジスタの負の遷移フィルタのビット合計を設定または照会します。

構文:STATus:WARNing:NTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:WARNing:NTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767
Set

3-7-16. :STATus:WARNing:PTRansition

Query

説明

Warning ステータスレジスタの正の遷移フィルタのビット合計を設定または照会します。

構文:STATus:WARNing:PTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:WARNing:PTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

47

3-7-17. :STATus:LOCK:CONDition

Query

説明

System Lock ステータスレジスタを照会します。 このクエリはレジスタをクリアしません。

クエリ構文:STATus:LOCK:CONDition?

戻り値

<NR1>

System Lock ステータスレジスタのビット合計を返します。
（+0〜+32767）
Set

3-7-18. :STATus:LOCK:ENABle

Query

説明

System Lock ステータスイネーブルレジスタのビット合計を設定または照
会します。

構文

:STATus:LOCK:ENABle <NR1>

クエリ構文:STATus:LOCK:ENABle?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

3-7-19. :STATus:LOCK[:EVENt]

Query

説明

System Lock ステータスイベントレジスタを照会し、レジスタの内容をクリ
アします。

クエリ構文

:STATus:LOCK [:EVENt]?

戻り値

<NR1>

System Lock ステータスイベントレジスタのビット合計を返します。
Set

3-7-20. :STATus:LOCK:NTRansition

Query

説明

System Lock ステータスレジスタの負の遷移フィルタのビット合計を設定
または照会します。

構文:STATus:LOCK:NTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:LOCK:NTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

48

Set

3-7-21. :STATus:LOCK:PTRansition

Query

説明

System Lock ステータスレジスタの正の遷移フィルタのビット合計を設定
または照会します。

構文:STATus:LOCK:PTRansition <NR1>

クエリ構文:STATus:LOCK:PTRansition?

パラメータ

<NR1>

0~32767

戻り値

<NR1>

+0~+32767

49

3-8. システムコマンド
Set

3-8-1. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:BUILtin

Query

説明

任意波形の編集の組み込み波形を設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:BUILtin TRIangle | STAir | CLIP | CFACtor1| CFACtor2 | SURGe | DST<01|22> | RIPPle | DIP | LFRing

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:BUILtin?

パラメータ/戻り値

TRIangle

三角波形

STAir

階段波形

戻り値は短縮形です。 CLIP

クリップ波形例）TRI

CFACtor1

CF-1 波形

CFACtor2

CF-2 波形

SURGe

サージ波形

DST<01|22>

DST01〜DST22 波形

RIPPleDC リップル波形

DIP

ディップ波形LFRing

LF リング波形

例:SYST:ARB:EDIT:BUIL?
TRI
任意の編集の組み込み波形を返します。

50

Set

3-8-2. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:SURGe

Query

説明

サージ波形のタイプと ACV およびサイトパラメータを設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:SURGe <NR1> | SQU | SIN,<NR1> |MINimum | MAXimum, <NR1> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:SURGe?
パラメータ

SQU | 0方形波タイプ<Type>

SIN | 1

正弦波タイプパラメータ<ACV><NR1>

ACV Ratio : 0 ~100(0 ~ 100%)

MINimum

最小 ACV Ratio : 0 (0%)

MAXimum

最大 ACV Ratio : 100 (100%)<NR1>Site Ratio : 0 ~100(0 ~ 100%)

MINimum

最小 Site Ratio : 0 (0%)

MAXimum

最大 Site Ratio : 100 (100%)

パラメータ<Site>

戻り値

SQU|SIN,<NR1>,<NR1> サージ波形のタイプと ACV およびサイトパラメー
タを返します。

例:SYST:ARB:EDIT:SURG?
SIN,+50,+25
サージ波形のタイプと ACV およびサイトパラメータを返します。
Set

3-8-3. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:STAir
説明

階段波形のステアパラメータを設定または紹介します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:STAir <NR1> | MINimum | MAXimu

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:STAir?

パラメータ

<NR1>

stair : 1 ~ 100

MINimum

最小 stair : 1

MAXimum

最大 stair : 100

戻り値

<NR1>

階段波形のステアパラメータを返します。

例:SYST:ARB:EDIT:STA?
+5
階段波形のステアパラメータを返します。

51

Query

Set

3-8-4. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor2

Query

説明

CF-2 波形のクレストファクターパラメーターを設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor2 <NR2> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor2?

パラメータ

<NR2>

crest factor : 1.5 ~ 2.0

MINimum

最小 crest factor : 1.5

MAXimum

最大 crest factor : 2.0

戻り値

<NR2>

CF-2 波動関数のクレストファクターパラメーターを返します。

例:SYST:ARB:EDIT:CFAC2?
+1.5000
CF-2 波動関数のクレストファクターパラメーターを返します。
Set

3-8-5. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor1

Query

説明

CF-1 波形のクレストファクターパラメーターを設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor1 <NR2> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:CFACtor1?

パラメータ

<NR2>

crest factor : 1.1 ~ 10.0

MINimum

最小 crest factor : 1.1

MAXimum

最大 crest factor : 10.0

戻り値

<NR2>

CF1 波動関数のクレストファクターパラメーターを返します。

例:SYST:ARB:EDIT:CFAC1?
+2.0000
CF-1 波動関数のクレストファクターパラメーターを返します。

52

Set

3-8-6. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:CLIP

Query

説明

クリップ波形のレシオパラメーターを設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:CLIP <NR2> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:CLIP?

パラメータ

<NR2>

clip ratio : 0.00 ~ 1.00

MINimum

最小 clip ratio : 0.00

MAXimum

最大 clip ratio : 1.00

戻り値

<NR2>

クリップ波形のレシオパラメーターを返します。

例:SYST:ARB:EDIT:CLIP?
+0.5000
クリップ波形のレシオパラメーターを返します。

3-8-7. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:STORe

Set
Query

説明

内部メモリ ARB1〜ARB16 へ波形データを保存します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:STORe <NR1> | ARB1 | ARB2 | ARB3 |ARB4 | ARB5 | ARB6 | ARB7 | ARB8 | ARB9 | ARB10 | ARB11 |ARB12 | ARB13 | ARB14 | ARB15 | ARB16

パラメータ

ARB1 | 0

波形データを ARB1 に保存します。

ARB2 | 1

波形データを ARB2 に保存します。

ARB3 | 2

波形データを ARB3 に保存します。

ARB4 | 3

波形データを ARB4 に保存します。

ARB5 | 4

波形データを ARB5 に保存します。

ARB6 | 5

波形データを ARB6 に保存します。

ARB7 | 6

波形データを ARB7 に保存します。

ARB8 | 7

波形データを ARB8 に保存します。

ARB9 | 8

波形データを ARB9 に保存します。

ARB10 | 9

波形データを ARB10 に保存します。

ARB11 | 10

波形データを ARB11 に保存します。

ARB12 | 11

波形データを ARB12 に保存します。

ARB13 | 12

波形データを ARB13 に保存します。

ARB14 | 13

波形データを ARB14 に保存します。

ARB15 | 14

波形データを ARB15 に保存します。

ARB16 | 15

波形データを ARB16 に保存します。

例:SYST:ARB:EDIT:STOR ARB1
波形データを ARB1 に保存します。

53

Set

3-8-8. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:TRIangle

Query

説明

三角波形のシンメトリパラメータを設定または照会します

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:TRIangle <NR1> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:TRIangle?

パラメータ

<NR1>

Symmetry : 0 ~ 100(0 ~ 100%)

MINimum

最小 Symmetry : 0 (0%)

MAXimum

最大 Symmetry : 100 (100%)

戻り値

<NR1>

三角波形のシンメトリパラメータを返します。

例:SYST:ARB:EDIT:TRI?
+50三角波形のシンメトリパラメータを返します。
Set

3-8-9. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:DIP

Query

説明

DIP 波形関数の ST Phs、SP Phs、End Phs パラメータを設定または照
会します

構文

:SYSTem:ARBitrary:EDIT:DIP <NR2> | MINimum | MAXimum, <NR2>| MINimum | MAXimum, <NR2> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:DIP?

パラメータ

<NR2>

0.1 ~ (SP Phs - 0.1)

< ST Phs >MINimum

0.1

MAXimum(SP Phs - 0.1)

パラメータ

<NR2>

(ST Phs+ 0.1) ~ (End Phs - 0.1)

< SP Phs >MINimum(ST Phs+ 0.1)

MAXimum(End Phs - 0.1)

パラメータ

<NR2>

(SP Phs+ 0.1) ~ 359.9< END Phs >MINimum(SP Phs+ 0.1)

MAXimum

359.9

戻り値

< ST Phs (NR2) >, DIP 波形関数の ST Phs、SP Phs、および End< SP Phs(NR2) >, Phs パラメータを返します。
< End Phs (NR2)>

例:SYSTem:ARBitrary:EDIT:DIP?
45.0,54.0,172.0
DIP 波形関数の ST Phs、SP Phs、および End Phs パラメータを返し
ます。

54

Set

3-8-10. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:LFRing

Query

説明

LFRing 波形関数の ACV、Amp、Base_F、Ring_F、Decay、ST Phs、
End Phs、および Ring Phs パラメータを設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:LFRing <NR2> | MINimum | MAXimum,<NR1> | MINimum | MAXimum, <NR2> | MINimum | MAXimum,<NR2> | MINimum | MAXimum, <NR2> | MINimum | MAXimum,<NR2> | MINimum | MAXimum, <NR2> | MINimum | MAXimum,<NR2> | MINimum | MAXimum,

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:LFRing?

パラメータ

<NR2>

0.0 ~ 350.0< ACV >

MINimum

0.0

MAXimum

350.0

パラメータ

<NR1>

140 ~ 200

< Amp >

MINimum

140

MAXimum

200

パラメータ

<NR2>

50.0 ~ 200.0< Base_F >MINimum

50.0

MAXimum

200.0

パラメータ

<NR2>

200.0 ~ 5000.0< Ring_F >MINimum

200.0

MAXimum

5000.0

パラメータ

<NR2>

-0.100 ~ 0.100< Decay >MINimum-0.100

MAXimum

0.100

パラメータ

<NR2>

0.1 ~ (End Phs - 0.1)

< ST Phs >MINimum

0.1

MAXimum(End Phs - 0.1)

パラメータ

<NR2>

(ST Phs+ 0.1) ~ 359.9< END Phs >MINimum(ST Phs+ 0.1)

MAXimum

359.9

パラメータ

<NR2>

0.1 ~ 359.9< Ring Phs >MINimum

0.1

MAXimum

359.9

55

戻り値

< ACV(NR2) >,LFRing 波形関数の ACV、Amp、Base_F、< Amp(NR1) >,Ring_F、Decay、ST Phs、End Phs、および Ring
< Base_F(NR2)>, Phs パラメータを返します。
< Ring_F(NR2)>,< Decay(NR2)>,< ST Phs(NR2)>,< End Phs(NR2)>,< Ring Phs(NR2)>

例:SYSTem:ARBitrary:EDIT:LFRing
0.0,+140,50.0,200.0,0.005,60.0,120.0,30.0
LFRing 波形関数の ACV、Amp、Base_F、Ring_F、Decay、ST Phs、
End Phs、および Ring Phs パラメータを返します。
Set

3-8-11. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:RIPPle

Query

説明

DC リップル波関数の Times、VDC、および Level パラメータを設定または照会します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:RIPPle <NR1> | MINimum |MAXimum,<NR1> | MINimum | MAXimum, <NR1> | MINimum |MAXimum

クエリ構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:RIPPle?

パラメータ

<NR1>

Times : 1|2|3|6< Times >MINimum

1

MAXimum

6

パラメータ

<NR1>

1 ~ 100< VDC >

MINimum

1

MAXimum

100

パラメータ

<NR1>

1 ~ 30(1 ~ 30%)

< Level >MINimum

1(1%)

MAXimum30(30%)<Times>,<VDC>,

DC リップル波形関数の Times、VDC、およびLevel パラメータを返します。

戻り値<Level>例:SYST:ARB:EDIT:RIPP?
1,+48,+15
DC リップル波形関数の Times、VDC、および Level パラメータを返します。

56

3-8-12. :SYSTem:ARBitrary:EDIT:STORe:APPLy<1|3>

Set
Query

説明

RIPPle の場合
L1 または L2 または L3 相 /出力モード/ACV/DCV/VPK+ リミット
/VPK- リミット/電圧単位（TRI、ARB）を含め、波形データを指定の ARB1
～ ARB16 に保存します。
LFRing の場合
L1 または L2 または L3 相 /出力モード/ACV/DCV/VPK+ リミット
/VPK- リミット/電圧単位(TRI、ARB)/Freq/Freq Hi リミット/Freq Lo リミッ
トを含め、波形データを指定の ARB1 ～ ARB16 に保存します。
単相の場合、L1 のみ設定可能。
単相 3 線式の場合、L1、L2 が設定可能です。
本器の編集設定が“ALL”の場合は、すべての相に適用します。

構文:SYSTem:ARBitrary:EDIT:STORe:APPLy<1|3> <NR1> | ARB1 | ARB2
| ARB3 | ARB4 | ARB5 | ARB6 | ARB7 | ARB8 | ARB9 | ARB10 |ARB11 | ARB12 | ARB13 | ARB14 | ARB15 | ARB16

パラメータ

ARB1 | 0

内蔵の波形データを ARB1 に保存します。

ARB2 | 1

内蔵の波形データを ARB2 に保存します。

ARB3 | 2

内蔵の波形データを ARB3 に保存します。

ARB4 | 3

内蔵の波形データを ARB4 に保存します。

ARB5 | 4

内蔵の波形データを ARB5 に保存します。

ARB6 | 5

内蔵の波形データを ARB6 に保存します。

ARB7 | 6

内蔵の波形データを ARB7 に保存します。

ARB8 | 7

内蔵の波形データを ARB8 に保存します。

ARB9 | 8

内蔵の波形データを ARB9 に保存します。

ARB10 | 9

内蔵の波形データを ARB10 に保存します。

ARB11 | 10

内蔵の波形データを ARB11 に保存します。

ARB12 | 11

内蔵の波形データを ARB12 に保存します。

ARB13 | 12

内蔵の波形データを ARB13 に保存します。

ARB14 | 13

内蔵の波形データを ARB14 に保存します。

ARB15 | 14

内蔵の波形データを ARB15 に保存します。

ARB16 | 15

内蔵の波形データを ARB16 に保存します。

57

例:SYST:ARB:EDIT:STOR:APPL1 ARB2
RIPPle の場合
ARB2 に出力モード (AC+DC-INT) / ACV / DCV / VPK+ Limit(max) /VPK- Limit(min) / /V Unit(TRI, ARB)(p-p) 波形データ を保存します。
LFRing の場合
ARB2 に出力モード (AC+DC-INT) / ACV / DCV / VPK+ Limit(max) /VPK- Limit(min) / /V Unit(TRI, ARB)(p-p)/Freq/Freq Hi
Limit(max)/Freq Lo Limit(min) 波形データを保存します。
Set

3-8-13. :SYSTem:BEEPer:STATe
説明

ブザーの状態のオン/オフを設定または照会します。

構文:SYSTem:BEEPer:STATe {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:SYSTem:BEEPer:STATe?

パラメータ

OFF | 0

ブザーをオフにします。

ON | 1

ブザーの状態を返します。

+0

ブザーはオフです。

+1

ブザーはオンです。

戻り値

Query

Set

3-8-14. :SYSTem:COMMunicate:INTerface:ADDRess
説明

GP-IB アドレスを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:INTerface:ADDRess <NR1>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:INTerface:ADDRess?

パラメータ/戻り値

<NR1>

例

SYST:COMM:INT:ADDR 15

0~30(GP-IB address)

GP-IB アドレスを 15 に設定します。

58

Query

Set

3-8-15. :SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP

Query

説明

DHCP のオン/オフを切り替えます。 DHCP ステータスを照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP?

パラメータ

OFF | 0DHCP オフ

ON | 1

DHCP オン+0

DHCP オフ+1

DHCP オン

戻り値

Set

3-8-16. :SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS
説明

DNS アドレスを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS <string>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:DNS?

パラメータ/戻り値<string>

Query

文字列形式の DNS（“mask”）
該当する ASCII 文字：20H から 7EH

例

SYST:COMM:LAN:DNS “172.16.1.252”
DNS を 172.16.1.252 に設定します。
Set

3-8-17. :SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway
説明

ゲートウェイアドレスを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway <string>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:GATEway?

パラメータ/戻り値<string>

文字列形式のゲートウェイアドレス（“address”）
該当する ASCII 文字：20H から 7EH

例

SYST:COMM:LAN:GATE “172.16.0.254”
LAN ゲートウェイを 172.16.0.254 に設定します。

59

Query

Set

3-8-18. :SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress
説明LAN IP アドレスを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress <string>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:IPADdress?

パラメータ/戻り値<string>

Query

文字列形式の LAN IP アドレス（“address”）
該当する ASCII 文字：20H から 7EH

例

SYST:COMM:LAN:IPAD “172.16.5.111”
IP アドレスを 172.16.5.111 に設定します。

3-8-19. :SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC

Query

説明

機器の MAC アドレスを文字列として返します。 MAC アドレスは変更でき
ません。

クエリ構文

:SYSTem:COMMunicate:LAN:MAC?

戻り値<string>

例

SYST:COMM:LAN:MAC?

MAC アドレスを次の形式で返します“FF-FF-FF-FF-FF-FF”

02-80-AD-20-31-B1
MAC アドレスを返します。
Set

3-8-20. :SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk
説明

LAN サブネットマスクを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk <string>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:LAN:SMASk?

パラメータ/戻り値<string>

文字列形式のサブネットマスク（“mask”）
該当する ASCII 文字：20H から 7EH

例

SYST:COMM:LAN:SMASk “255.255.0.0”
LAN マスクを 255.255.0.0 に設定します。

60

Query

Set

3-8-21. :SYSTem:COMMunicate:RLSTate
説明

機器のローカル/リモート状態を有効または無効にします。

構文:SYSTem:COMMunicate:RLSTate

Query{LOCal | REMote | RWLock | LREMote}
クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:RLSTate?

パラメータ/戻り値

LOCal• すべてのキーが有効です。 この機器は、フロントパネルのコントロールによって制御されます。

REMote• [local]キーと出力をオフにする機能を除き、すべてのキーは無効です。

RWLock• すべてのキーが無効です。 機器はリモートでのみ制御できます。

LREMote• すべてのキーが有効です。 この機器は、フロントパネルのコントロールとリモートで制御されます。

戻り値は短縮形です。
例）REM

例

:SYST:COMM:RLST LOCAL
動作モードをローカルに設定します。

3-8-22. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BAUD

Set
Query

説明

UART ボーレートを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BAUD <NR1>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BAUD?

パラメータ/戻り値

<NR1>

例

SYST:COMM:SER:TRAN:BAUD?

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

2400
ボーレート設定を返します。

61

3-8-23. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BITS

Set
Query

説明

データビットの UART 数を設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BITS <NR1>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:BITS?

パラメータ

0

7 bits1

8 bits+0

7 bits+1

8 bits

戻り値
例

SYST:COMM:SER:TRAN:BITS?
>+1
UART 接続に 8 データビットが使用されることを示します。

3-8-24. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:PARity
説明

UART 接続のパリティを設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:PARity {NONE|ODD|EVEN}

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:PARity?

パラメータ

NONE

パリティなしODD

奇数パリティ

EVEN

偶数パリティ

+0

パリティなし+1

奇数パリティ

+2

偶数パリティ

戻り値

例

SYST:COMM:SER:TRAN:PARity?
+0
UART 接続にパリティが使用されないことを示します。

62

Set
Query

3-8-25. :SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:SBITs

Set
Query

説明

UART 接続に使用されるストップビットの数を設定または照会します。

Note

この設定は、電源を入れ直した後にのみ有効になります。

構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:SBITs <NR1>

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:SERial[:RECeive]:TRANsmit:SBITs?

パラメータ0

ストップビット 1

1

ストップビット 2+0

ストップビット 1+1

ストップビット 2

戻り値

例

SYST:COMM:SER:TRAN:SBITs?
+1
UART 接続にストップビット 2 が使用されることを示します。

3-8-26. :SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol
説明

ソケットのポート番号を照会します。

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:TCPip:CONTrol?

戻り値

<NR1>

例

SYST:COMM:TCP:CONT?

Query

0000 ~ 9999

5025
ソケットのポート番号を返します。

3-8-27. :SYSTem:COMMunicate:USB:FRONt:STATe
説明

フロントパネルの USB-A ポートの状態を照会します。

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:USB:FRONt:STATe?

戻り値

+0

<NR1>未接続+1<NR1>マスストレージが接続中

63

Query

3-8-28. :SYSTem:COMMunicate:USB:REAR:STATe
説明背面パネルの USB-B ポートの状態を照会します。

クエリ構文:SYSTem:COMMunicate:USB:REAR:STATe?

戻り値

+0

<NR1>未接続+1<NR1>PC が接続中

Query

Set

3-8-29. :SYSTem:CONFigure[:MODE]
説明

機器のテストモードを設定または照会します。

構文:SYSTem:CONFigure[:MODE]{<NR1>|CONTinuous|SEQuence|SIMulation}

Query(SEQ is available for AC+DC-INT, AC-INT, DC-INT Modes, whilst SIM
is available for AC+DC-INT Mode.)
クエリ構文:SYSTem:CONFigure[:MODE]?

パラメータ

0 | CONTinuous

連続モード（通常の動作モード）

1 |SEQuence

シーケンスモード

2 | SIMulation

シミュレーションモード

CONT

連続モード（通常の動作モード）

SEQ

シーケンスモード

SIM

シミュレーションモード

戻り値

Set

3-8-30. :SYSTem:CONFigure:EXTio[:STATe]
説明外部制御状態のオン/オフを設定または照会します。

構文:SYSTem:CONFigure:EXTio[:STATe] {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:SYSTem:CONFigure:EXTio[:STATe]?

パラメータ

OFF | 0外部制御をオフにします。

ON | 1

外部制御をオンにします。

+0

外部制御はオフです。

+1

外部制御はオンです。

戻り値

64

Query

Set

3-8-31. :SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:SOURce

Query

説明

トリガ出力ソースの設定または問い合わせをします。 （単相の場合は L1のみ設定可能、単相 3 線の場合は L1、L2 が設定可能です。）

構文:SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:SOURce{<NR1>|L1|L2|L3}

クエリ構文:SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:SOURce?

パラメータ

L1 | 0

L1

L2 | 1

L2

L3 | 2

L3

+0

L1

+1

L2

+2

L3

戻り値

例

:SYST:CONF:TRIG:OUTP:SOUR L2
トリガ出力のソースを L2 に設定します。

3-8-32. :SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:WIDT
h

Set
Query

説明

トリガ信号出力幅を設定または照会します。（DC-INT、AC+DC-EXT、
AC-EXT では使用できません。）

構文:SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:WIDTh<NR2> | MINimum | MAXimum

クエリ構文:SYSTem:CONFigure:TRIGger:OUTPut:WIDTh?
[ MINimum | MAXimum ]

パラメータ

<NR2>

トリガ信号出力幅 0.0001～0.06（s）

MINimum

0.0001MAXimum

0.06

戻り値

<NR2>

トリガ信号出力幅(s)例：SYST:CONF:TRIG:OUTP:WIDT 0.005
トリガ信号出力幅を 5ms に設定します。

65

3-8-33. :SYSTem:ERRor

Query

説明

Error Queue を照会します。 最後のエラーメッセージが返されます。 最大 32個のエラーが Error Queue に保存されます。

クエリ構文:SYSTem:ERRor?

戻り値<string>

例:SYSTem:ERRor?

エラーコードとエラーメッセージを単一の文字列として返します。

-100, “Command error”

3-8-34. :SYSTem:ERRor:ENABle

Set
Query

説明

Error Queue をクリアし、すべてのエラーメッセージをシステム Error Queueに配置できるようにします。

構文:SYSTem:ERRor:ENABle
Set

3-8-35. :SYSTem:HOLD:STATe

Query

説明

パネルメーターのホールド状態のオン/オフを設定または照会します。

構文
クエリ構文

:SYSTem:HOLD:STATe {<bool>|OFF|ON}

パラメータ

OFF | 0

パネルメーターのホールドをオフにします。

ON | 1

パネルメーターのホールドをオンにします。

+0

パネルメーターのホールドはオフです。

+1

パネルメーターのホールドはオンです。

戻り値:SYSTem:HOLD:STATe?

Set

3-8-36. :SYSTem:PKHold:TIME

Query

説明

出力オン時の peak ホールド時間を設定または照会します。

構文:SYSTem:IPKhold:TIME {<NR1>}

クエリ構文:SYSTem:IPKhold:TIME?

パラメータ

<NR1>

1~60000

戻り値

<NR1>

+1~+60000

例:SYST:IPKH:TIME 10
peak ホールド時間を 10ms に設定して、出力オン時に測定します。

66

Set

3-8-37. :SYSTem:KLOCk

Query

説明

フロントパネルのキーロックを有効または無効にします。

構文:SYSTem:KLOCk {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文:SYSTem:KLOCk?

パラメータ

OFF | 0

パネルキーロック解除

ON | 1

パネルキーロック+0

パネルキーロック解除中+1

キーロック中戻り値

3-8-38. :SYSTem:REBoot

Set

説明

ASR システムを再起動します。

構文:SYSTem:REBootSet

3-8-39. :SYSTem:VUNit

Query

説明

電圧単位の設定または照会をします。（TRI、ARB）

構文:SYSTem:VUNit {<NR1>|RMS|P-P }クエリ構文:SYSTem:VUNit?

パラメータ

RMS | 0RMS を設定します。

P-P | 1P-P を設定します。

+0

電圧単位は RMS です。

+1

電圧単位は P-P です

戻り値

例:SYST:VUN RMS
電圧単位を RMS に設定します。

67

3-9. ソースコマンドSet

3-9-1. :SYSTem:CONFigure:PHASe
説明

位相を設定または照会します。 (連続モードのみアクティブ)

構文

SYSTem:CONFigure:PHASe <NR1>

クエリ構文

SYSTem:CONFigure:PHASe?

パラメータ

0

3P4W 3 相 4 線

1

1P2W 単相 2 線

2

1P3W 単相 3 線

3P4W

3相4線

1P2W

単相 2 線

1P3W

単相 3 線

戻り値

例

Query

:SYST:CONF:PHAS?
3P4W
相は 3 相 4 線に設定されています。
Set

3-9-2. :INSTrument:EDIT

Query

説明

相の設定方法の設定または照会します。 プログラムされたコマンドを使用して、すべての位相を同時に設定すると便利です。 INST:EDIT ALL
がプログラムされている場合は、すべてのフェーズが送信されます。 (三相 4 線のみ)

構文:INSTrument:EDIT {<NR1>|EACH|ALL}

クエリ構文:INSTrument:EDIT ?

パラメータ/戻り値

<NR1>

例

0

EACH

1

ALL

EACH

各相別

ALL

各相一括

:INST:EDIT ALL
各相一括に設定します。

68

Set

3-9-3. :INSTrument:SELect

Query

説明

Continuous モードを設定する相を設定または照会ます。このコマンドは測定相の設定に影響します。 INST: EDIT ALL がプログラムされている場
合、すべてのリモート操作コマンドはすべての出力フェーズに送信します。
（単相の場合は L1 のみ設定可能。単相 3 線の場合は L1 と L2 が設定可
能）

構文

:INSTrument:SELect {<NR1>|L1|L2|L3}

クエリ構文:INSTrument:SELect?

パラメータ/戻り値

L1 | 0L1 相

L2 | 1L2 相

L3 | 2L3 相

例:INST:SEL L2
L2 に設定します。
Set

3-9-4. [:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:HIGH
説明

IPK-High リミット値を設定または照会します。

構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:HIGH{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:HIGH?

パラメータ

<NR2>

Ipk-High リミットの電流値（A）

MINimum

設定可能な最小の上限ピーク電流

MAXimum

設定可能な最大の上限ピーク電流

戻り値

<NR2>

Ipk-High リミットの設定値を返します。

例

CURR:LIM:PEAK:HIGH?
+42.0000
ピーク電流の上限値は 42.0（A）です。

69

Query

Set

3-9-5. [:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:LOW
説明

IPK-Low リミット値を設定または照会します。

構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:LOW{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:LOW?

パラメータ

<NR2>

Ipk-Low リミットの設定値（A）

MINimum

設定可能な最小の下限ピーク電流

MAXimum

設定可能な最大の下限ピーク電流

戻り値

<NR2>

Ipk-Low リミットの設定値を返します。

例:CURR:LIM:PEAK:LOW?

Query-42.0000
ピーク電流の下限値は-42.0（A）です。
Set

3-9-6. [:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS[:AMPLitude]
説明

IRMS 値を設定または照会します。

構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS[:AMPLitude]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS[:AMPLitude]?

パラメータ

<NR2>

IRMS 設定値（Aｒｍｓまたは A：DC-INT）

MINimum

最小設定可能電流値

MAXimum

最大設定可能電流値

戻り値

<NR2>

IRMS 設定値を返します。

例:CURR:LIM:RMS?
+10.5000IRMS 設定値を返します。

70

Query

Set

3-9-7. [:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:MODE

Query

説明

IPK リミットを設定または照会します。

構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:MODE {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:PEAK:MODE?

パラメータ

OFF|0

Ipk リミット off

ON|1

Ipk リミット on+0

Ipk リミット off+1

Ipk リミット on

戻り値

例:CURR:LIM:PEAK:MODE ON
Ipk リミットを有効に設定します。
Set

3-9-8. [:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:MODE

Query

説明

IRMS リミットを設定または照会します。

構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:MODE {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文[:SOURce]:CURRent:LIMit:RMS:MODE?

パラメータ

OFF|0

IRMS リミット off

ON|1

IRMS リミット on+0

IRMS リミット off+1

IRMS リミット on

戻り値

例:CURR:LIM:RMS:MODE ON
IRMS 制限を ON に設定します。
Set

3-9-9. [:SOURce]:FREQuency:LIMit:HIGH

Query

説明

周波数の上限値を設定または照会します。 （AC + DC-INT、AC-INT、
AC + DC-ADD または AC-ADD のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:FREQuency:LIMit:HIGH {<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:FREQuency:LIMit:HIGH?

パラメータ

<NR2>

周波数 HzMINimum

最小設定可能周波数

MAXimum

最大設定可能周波数

戻り値

<NR2>

周波数制限値を返します。

例

FREQ:LIM:HIGH?
+999.9000
周波数の上限値を返します。

71

Set

3-9-10. [:SOURce]:FREQuency:LIMit:LOW

Query

説明

周波数の下限値を設定または照会します。 （AC + DC-INT、AC-INT、
AC + DC-ADD または AC-ADD のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:FREQuency:LIMit:LOW {<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:FREQuency:LIMit:LOW?

パラメータ

<NR2>

周波数 HzMINimum

最小設定可能周波数

MAXimum

最大設定可能周波数

戻り値

<NR2>

周波数制限値を返します。

例

FREQ:LIM:LOW?
+1.0000
周波数の下限値を返します。
Set

3-9-11. [:SOURce]:FREQuency[:IMMediate]

Query

説明

周波数を設定または照会します。（AC + DC-INT、AC-INT、AC +DC-ADD または AC-ADD のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:FREQuency[:IMMediate]{<NR2>(HZ)|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:FREQuency[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

周波数 HzMINimum

最小設定可能周波数

MAXimum

最大設定可能周波数

戻り値

<NR2>

周波数を返します。

例:FREQ 60周波数を 60Hz に設定します。

72

Set

3-9-12. [:SOURce]:FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]

Query

説明

波形を設定または照会します。（AC + DC-EXT または AC-EXT では使用できません。）

構文[:SOURce]:FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]{<NR1>|ARB1|ARB2|ARB3|ARB4|ARB5|ARB6|ARB7|ARB8|ARB9|AR
B10|ARB11|ARB12|ARB13|ARB14|ARB15|ARB16|SIN|SQU|TRI}

クエリ構文[:SOURce]:FUNCtion[:SHAPe][:IMMediate]?

パラメータ/
戻り値

<NR1>

例

0〜18 で、それぞれ異なる波形を表します。
戻り値は文字列です。

ARB1

任意波形 1

ARB2

任意波形 2

ARB3

任意波形 3

ARB4

任意波形 4

ARB5

任意波形 5ARB6任意波形 6ARB7

任意波形 7ARB8任意波形 8ARB9任意波形 9ARB10任意波形 10ARB11

任意波形 11ARB12任意波形 12ARB13任意波形 13ARB14

任意波形 14ARB15任意波形 15ARB16任意波形 16

SIN

サイン波

SQU

方形波

TRI

三角波

:SOUR:FUNC:SHAP:IMM?
TRI
設定波形は三角波です。

73

Set

3-9-13. [:SOURce]:FUNCtion:THD:FORMat
説明

THD 形式を設定または照会します。

構文[:SOURce]:FUNCtion:THD:FORMat

Query{<bool>|IEC|CSA}
クエリ構文[:SOURce]:FUNCtion:THD:FORMat?

パラメータ

IEC|0

IEC THD 形式

CSA|1

CSA THD 形式

IEC

IEC THD 形式

CSA

CSA THD 形式

戻り値

例:SOUR:FUNC:THD:FORM?
IEC
THD 形式は IEC です。

3-9-14. [:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:A
MPLitude]

Set
Query

説明

RMS ライン電圧を設定または照会します。 (アンバランスおよびDC-INT、AC+DC-EXT、AC-EXT、AC+DC-ADD、AC-ADD、AC-VCA
では使用できません)

構文[:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]{<NR2>(V)|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

パラメータ/戻り値

<NR2>

Vrms

MINimum

最大電圧

MAXimum

最小電圧例:LINE:VOLT 150.0
ライン電圧を 150.0Vｒｍｓに設定します。

74

3-9-15. [:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet

Set
Query

説明

線間電圧オフセット（DC）値を設定または照会します。 (アンバランスでは使用できません。AC+DC-INT または AC+DC-Sync Active のみ使
用可能)

構文

[:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet{<NR2>(V)|M
INimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:LINE:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?

パラメータ/戻り値<NR2>

オフセット（DC）電圧

MINimum

最大電圧

MAXimum

最小電圧例:LINE:VOLT:OFFS?
+150.0000
オフセット（DC）電圧は 150.0V です。
Set

3-9-16. [:SOURce]:MODE

Query

説明

出力モードを設定または照会します。

構文[:SOURce]:MODE{<NR1>|ACDC-INT|AC-INT|DC-INT|ACDC-EXT|ACEXT|
ACDC-ADD|AC-ADD|ACDC-SYNC|AC-SYNC|ACVCA}

クエリ構文[:SOURce]:MODE?

パラメータ /戻り値

<NR1>

0〜9 で、それぞれ異なる出力モードを表します。戻り値は文字列です。

ACDC-INT | 0

AC+DC-INT

AC-INT | 1

AC-INT

DC-INT | 2

DC-INT

ACDC-EXT | 3

AC+DC-EXT

AC-EXT | 4

AC-EXT

ACDC-ADD | 5

AC+DC-ADD

AC-ADD | 6

AC-ADD

ACDC-SYNC | 7 AC+DC-SYNC

例

AC-SYNC | 8

AC-SYNC

AC-VCA | 9

AC-VCA

MODE?
AC+DC-INT
出力モードは AC + DC-INT です。

75

Set

3-9-17. [:SOURce]:PHASe:BALance
説明

Query

バランスモード時の電圧設定を相またはラインに設定または照会します。
(バランスモード時のみ相の設定が可能)

構文[:SOURce]:PHASe:BALance{<bool>|PHASe|LINE}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:BALance?

パラメータ / 戻り値<bool>

0 相、1 ライン

PHASe|0

相設定

LINE|1

ライン設定

例:PHAS:BAL?
LINE
バランスモード時の電圧設定はラインです。
Set

3-9-18. [:SOURce]:PHASe:MODE
説明

フェーズモードをバランスまたはアンバランスに設定または照会します。
(3 相 4 線モードのみ)

構文[:SOURce]:PHASe:MODE{<bool>|Unbalance |BALance}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:MODE?

パラメータ / 戻り値<bool>

0 アンバランス、1 バランス

UNBalance|0

アンバランス設定

BALance|1

バランス設定例

Query:PHAS:MODE?
Balance
フェーズモードはバランスです。

76

Set

3-9-19. [:SOURce]:PHASe:PHASe

Query

説明

対象の相と位相角を設定または問い合わせます。 （三相 4 線の場合は
L12、L13 が設定可能です。単相 3 線の場合は L12 が設定可能です）

構文[:SOURce]:PHASe:PHASe <NR1> |L12| L13,<NR2> |MINimum |MAXimum

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:PHASe?

パラメータ

<NR1>

0 L1-L2 間、1 L1-L3 間

L12

L1-L2 間L13

L1-L3 間<NR2>0～359.9

MINimum

0

MAXimum

359.9

対象

位相角

戻り値

<対象>,<位相角> 対象と位相角の値が返されます。

例:PHAS:PHAS? L12+120.0
L1-L2 間の位相角は 120°です。
Set

3-9-20. [:SOURce]:PHASe:RELock

Query

説明

三相モードの再ロック機能（Re-lock）の設定または照会をします。

構文[:SOURce]:PHASe:RELock {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:RELock?

パラメータ / 戻り値<bool>

0 OFF、１ ON

OFF

リロックを OFF にします。

ON

リロックを ON にします例

:PHAS:REL ON
リロックを ON にします。

77

Set

3-9-21. [:SOURce]:PHASe:SETChange:STATe

Query

説明

位相変更設定（Set Change phase）の状態を設定または照会します。

構文[:SOURce]:PHASe:SETChange:STATe {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:SETChange:STATe?

パラメータ / 戻り値<bool>

0 OFF、１ ON

OFF

位相変更設定を OFF にします。

ON

位相変更設定を ON にします例

:PHAS:SETC:STAT ON
位相変更設定を ON にします。
Set

3-9-22. [:SOURce]:PHASe:STARt:STATe

Query

説明

開始位相の状態を設定または照会します。 （DC-INT、AC + DC-EXT、および AC-EXT では使用できません。）

構文[:SOURce]:PHASe:STARt:STATe {<bool>|FREE|FIXED}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:STARt:STATe?

パラメータ

FREE|0

開始位相は任意です。

FIXED|1

開始位相は固定値（設定が有効）です。

FREE

開始位相は任意です。

FIXED

開始位相は固定値（設定が有効）です。

戻り値

例:PHAS:STAR:STAT?
FREE
開始位相の状態は任意です。
Set

3-9-23. [:SOURce]:PHASe:STOP:STATe

Query

説明

終了位相の状態を設定または照会します。 （DC-INT、AC + DC-EXT、および AC-EXT では使用できません。）

構文[:SOURce]:PHASe:STOP:STATe {<bool>|FREE|FIXED}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:STOP:STATe?

パラメータ

FREE|0

終了位相は任意です。

FIXED|1

終了位相は固定値（設定が有効）です。

FREE

終了位相は任意です。

FIXED

終了位相は固定値（設定が有効）です。

戻り値

例:PHAS:STOP:STAT?
FIXED
終了位相の状態は固定値（設定が有効）です。

78

Set

3-9-24. [:SOURce]:PHASe:STARt[:IMMediate]

Query

説明

開始位相を設定または照会します。（DC-INT、AC + DC-EXT、および
AC-EXT では使用できません。）

構文[:SOURce]:PHASe:STARt[:IMMediate] {<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:STARt[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

開始位相値

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

戻り値

<NR2>

開始位相値を返します。

例:PHAS:STAR 0
開始位相を 0°に設定します。
Set

3-9-25. [:SOURce]:PHASe:STOP[:IMMediate]

Query

説明

終了位相を設定または照会します。（DC-INT、AC + DC-EXT、および
AC-EXT では使用できません。）

記:

出力をオフにした後の波形の終了位相を設定します。

構文[:SOURce]:PHASe:STOP[:IMMediate] {<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:STOP[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

終了位相値

MINimum

0 .0

MAXimum

359.9

戻り値

<NR2>

終了位相値を返します。

例:PHAS:STOP 60
終了位相を 60°に設定します。

79

3-9-26. [:SOURce]:PHASe:SYNC[:IMMediate]

Query

説明

同期信号に対する位相を設定または照会します。AC+DC-Sync、
AC-Sync で使用します。

構文[:SOURce]:PHASe:SYNC[:IMMediate]｛<NR2> | MINimum | MAXimum｝

クエリ構文[:SOURce]:PHASe:SYNC[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

位相値

MINimum

0 .0º

MAXimum

359.9 º

戻り値

<NR2>

位相値を返します。

例:PHAS:SYNC 60
同期位相を 60°に設定します。

3-9-27. [:SOURce]:READ

Query

説明

測定値を返します。

クエリ構文[:SOURce]:READ?

戻り値<Vrms>,<Vavg>, <THDv>、<THDi>は AC-INT モードでのみ値を返しま<Vmax>,<Vmin>, すが、他のモードでは Invalid（無効）を返します。
<Irms>,<Iavg>,<Imax>,<Imin>,<S>、<Q>、<PF>、<CF>は、DC-INT モードでInvalid(無効)を返します。

<Freq>は、AC + DC-Sync および AC-Sync モードで<S>,<Q>,<PF>, のみ値を返しますが、他のモードでは Invalid(無効)を<CF>,<THDv>, 返します。
<IpkH>,<P>,<THDi>,<Freq>
例:READ?
>+0.3204,+0.0306,+0.1879,-0.5809,+0.0121, -0.0007, +0.0030,-0.0060, -0.0201, +0.0013, +0.0039, +0.0037, +0.3400, +1.1500,
Invalid, Invalid, Invalid

803-9-28. [:SOURce]:VOLTage:RANGe

Query

説明

電圧レンジを設定または照会します。

構文[:SOURce]:VOLTage:RANGe {<NR1>|100|200|AUTO}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage:RANGe?

パラメータ/戻り値<NR1>

0〜2 で、それぞれ異なる電圧レンジを表します。戻り
値は 100、200、AUTO です。

100 | 0100V

200 | 1200V

AUTO | 2

自動 （AC + DC-INT、AC-INT、DC-INT、AC +DC-sync または AC-sync のみ使用できます。）

例:SOUR:VOLT:RANG?
200
電圧レンジは 200V です。
Set

3-9-29. [:SOURce]:VOLTage:RESPonse
説明

Query

電圧レスポンスの設定または照会をします。
(Fast は単相または出力インピーダンスがオンに設定されている場合は使用できません。)

構文[:SOURce]:VOLTage:RESPonse {<NR1>|SLOW|MEDium|FAST}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage:RESPonse?

パラメータ/戻り値<NR1>

0〜2 で、それぞれ異なる電圧レスポンスを表します。

SLOW| 0

電圧レスポンスは Slow です。

MEDium| 1

電圧レスポンスは Medium です。

FAST | 2

電圧レスポンスは Fast です。

例

VOLT:RESP?
+1
電圧レスポンスは Medium です。

81

Set

3-9-30. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:RMS

Query

説明

電圧制限値（Vrms）を設定または照会します。 （AC-INT、AC-ADD または AC-Sync のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:RMS{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:RMS?

パラメータ

<NR2>

電圧制限値 Vrms

MINimum

設定可能最小電圧制限値

MAXimum

設定可能最大電圧制限値

戻り値

<NR2>

電圧制限値を返します。

例

VOLT:LIM:RMS?
+350.0000
電圧制限値（Vrms）を返します。
Set

3-9-31. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:PEAK

Query

説明

電圧制限値（Vp-p）を設定または照会します。AC-INT、AC-ADD または
AC-Sync、波形が TRI または ARB および電圧単位が p-p の場合に使用
できます。

構文

[:SOURce]:VOLTage:LIMit:PEAK <NR2> | MINimum | MAXimum

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:PEAK?

パラメータ

<NR2>

電圧制限値 Vp-p

MINimum

設定可能最小電圧制限値

MAXimum

設定可能最大電圧制限値

戻り値

<NR2>

電圧制限値を返します。

例

VOLT:LIM:PEAK?
+500.0000
電圧制限値（Vp-p）を返します。

82

Set

3-9-32. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH

Query

説明

電圧の上限値（V）を設定または照会します。 （AC + DC-INT、DC-INT、
AC + DC-ADD、AC + DC-Sync のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:HIGH?

パラメータ

<NR2>

電圧上限値 V

MINimum

設定可能最小電圧制限値

MAXimum

設定可能最大電圧制限値

戻り値

<NR2>

電圧上限値を返します。

例

VOLT:LIM:HIGH?
+500.0000
電圧上限値（V）を返します。
Set

3-9-33. [:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW

Query

説明

電圧の下限値（V）を設定または照会します。 （AC + DC-INT、
DC-INT、AC + DC-ADD、AC + DC-Sync のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage:LIMit:LOW?

パラメータ

<NR2>

電圧下限値 V

MINimum

設定可能最小電圧値

MAXimum

設定可能最大電圧値

戻り値

<NR2>

電圧下限値を返します。

例

VOLT:LIM:LOW?
-500.0000
電圧下限値（V）を返します。

83

3-9-34. [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]
説明

交流電圧（Vrms）を設定または照会します。 （DC-INT、AC +DC-EXT、および AC-EXT では使用できません。）

構文[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]{<NR2>(V)|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate][:AMPLitude]?

パラメータ

<NR2>

交流電圧値 Vrms

MINimum

設定可能最小電圧値

MAXimum

設定可能最大電圧値

戻り値

<NR2>

交流電圧値を返します。

例:VOLT 150.0

Set
Query

交流電圧を 150.0 Vrms に設定します。

3-9-35. [:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSe
t

Set
Query

説明

直流電圧（V）を設定または照会します。 （AC + DC-INT、DC-INT、AC+ DC-ADD または AC + DC-Sync のみ使用できます。）

構文[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet{<NR2>(V)|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:VOLTage[:LEVel][:IMMediate]:OFFSet?

パラメータ

<NR2>

直流電圧値 V

MINimum

設定可能最小電圧値

MAXimum

設定可能最大電圧値

戻り値

<NR2>

直流電圧値を返します。

例:VOLT:OFFS?
+150.0000
直流電圧は 150.0（V）です。

84

Set

3-9-36. [:SOURce]:SQUare:DCYCle

Query

説明

方形波信号のデューティ サイクルを設定または問い合わせます。設定
可能な範囲は周波数によって異なります。(DC-INT、AC+DC-EXT、
ACEXT では使用できません)

構文[:SOURce]:SQUare:DCYCle {<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SQUare:DCYCle?

パラメータ

<NR2>

方形波信号のデューティ サイクル

MINimum

設定可能最小方形波信号のデューティ サイクル

MAXimum

設定可能最大方形波信号のデューティ サイクル

戻り値

<NR2>

方形波信号のデューティ サイクル値を返します。

例:SQU:DCYC?
+50.0
方形波信号のデューティ サイクルは 50.0％です。

85

3-10. シーケンスコマンド（シーケンスモードのみ有効）
Set

3-10-1. [:SOURce]:SEQuence:INSTrument:SELect

Query

説明

シーケンスを設定する相を設定または照会します。（単相および単相 3 線式の場合は L1 のみ設定可能です。）

構文[:SOURce]:SEQuence:INSTrument:SELect {<NR1>|L1|L2|L3}

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:INSTrument:SELect?

パラメータ /戻り値

<NR1>

0〜2 で、それぞれ異なる相を表します。

L1 | 0L1 相

L2 | 1L2 相

L3 | 2L3 相例:SEQ:INST:SEL L2
シーケンスを L2 相に設定します。

86

Set

3-10-2. [:SOURce]:SEQuence:CPARameter

Query

説明

シーケンスモードの共通パラメーターを設定します。 各パラメーターの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

構文[:SOURce]:SEQuence:CPARameter{<NR2>,<NR2>,<bool>|OFF|ON,<NR2>,<bool>|OFF|ON,<NR1>|CON
Tinue|END|HOLD,<NR1>,<bool>|OFF|ON,<NR1>,<bool>|OFF|ON,<
NR1>,<bool>|OFF|ON,<NR1>,<bool>|OFF|ON,<bool>|OFF|ON}

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:CPARameter?

パラメータ

<NR2>

ステップ時間

<NR2>

開始位相

<bool>|OFF|ON|FREE| 開始位相 off (free)(0) / on (fixed)(1)
FIXED
<NR2>

終了位相

<bool>|OFF|ON|FREE| 終了位相 off (free)(0) / on (fixed)(1)FIXED<NR1>|CONTinue|END ターミネーション設定:|HOLD
Continue(0)/End(1)/Hold(2)

Note

<NR1>

ジャンプステップ番号 (0 ~ 999)<bool>|OFF|ON

ジャンプ on(1)/off(0)<NR1>

ジャンプカウント (0~ 9999)<NR1>

I/O 同期コード: LL(0) / LH(1) / HL(2) / HH(3)<NR1>

分岐 1 (0 ~ 999)<bool>|OFF|ON

分岐 1 on(1)/off(0)<NR1>

分岐 2 (0 ~ 999)<bool>|OFF|ON

分岐 2 on(1)/off(0)<bool>

予備 (0 固定)

ジャンプステップ番号、ジャンプカウント、分岐 1（ステップ）、分岐 2（ステップ）について、ステップ 0 は“0”に設定してください。
0 以外はエラーになります。

戻り値<NR2>,<NR2>,<bool>,<NR2>,<bool>,CONT|END|HOLD,<NR1>,<bool>,<NR1>,<NR1>,<bool>,<NR1>,<bool>, <bool>,+0
共通パラメーターを次の順序で返します。
Step time, on phase, on phase on/off, off phase, off phase on/off, term
settings, jump step number, jump on/off, jump count, code on/off,branch1, branch1 on/off, branch2, branch2 on/off, trig out on/off,+0

例1:SEQ:CPAR 1,0,10,1,HOLD,10,1,0,1,0,0,0,0,1,0

例2:SEQ:CPAR?
>+0.1000,+0,+0,+0,+0,CONT,+1,+1,+1,+0,+0,+0,+0,+0,+087

3-10-3. [:SOURce]:SEQuence:CSTep
説明

現在実行中のステップ番号を返します。

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:CSTep?

戻り値

<NR1>

例

:SEQ:CSTep?

Query

現在のステップ番号+1
Set

3-10-4. [:SOURce]:SEQuence:NSParameter

Query

説明

新しく指定されたステップのパラメータを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SEQuence:NSParameter{<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,SIN,<NR2>,<NR2>}

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:NSParameter?

パラメータ

<NR2>

ACV 設定<NR1>|CONSt|
KEEP|SWEep

ACV モード: Constant(0) | Keep(1) | Sweep(2)<NR2>DCV 設定<NR1>|CONSt|
KEEP|SWEep

DCV モード: Constant(0) | Keep(1) |Sweep(2)

<NR2>

周波数

<NR1>|CONSt|
KEEP|SWEep

周波数モード: Constant(0) | Keep(1) |Sweep(2)Waveform

ARB1|ARB2|ARB3|ARB4|ARB5|ARB6|ARB7|
ARB8|ARB9|ARB10|ARB11|ARB12|ARB13|A
RB14|ARB15|ARB16|SIN|SQU|TRI<NR2>

方形波デューティーサイクル<NR2>位相角。 0 に固定。

戻り値

<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|
SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,ARB1|ARB2|ARB3|A
RB4|ARB5|ARB6|ARB7|ARB8|ARB9|ARB10|ARB11|ARB12|ARB13|
ARB14|ARB15|ARB16|SIN|SQU|TRI,<NR2>,<NR2>
ステップパラメータを次の順序で返します。ACV, ACV mode, DCV, DCV
mode, frequency, frequency mode, wave, square wave signal duty
cycle , phase.

例:SEQ:NSP?
+0.0,CONST,+0.0,CONST,+50.00,CONST,SIN,+50.0, +0

88

Set

3-10-5. [:SOURce]:SEQuence:SPARameter
説明

Query

指定したステップのパラメータを設定または照会します。
（出力モードにより画面表示しないパラメータがありますが、省略することはできません。）

構文[:SOURce]:SEQuence:SPARameter{<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,SIN,<NR1>}

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:SPARameter?

パラメータ

<NR2>

ACV 設定<NR1>|CONSt|
KEEP|SWEep

ACV モード: Constant(0) | Keep(1) | Sweep(2)<NR2>DCV 設定<NR1>|CONSt|
KEEP|SWEep

DCV モード: Constant(0) | Keep(1) |Sweep(2)

<NR2>

周波数

<NR1>|CONSt|
KEEP|SWEep

周波数モード: Constant(0) | Keep(1) |Sweep(2)Waveform

ARB1|ARB2|ARB3|ARB4|ARB5|ARB6|ARB7|
ARB8|ARB9|ARB10|ARB11|ARB12|ARB13|A
RB14|ARB15|ARB16|SIN|SQU|TRI<NR2>位相角。 0 に固定。

戻り値

<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|
SWEep,<NR2>,<NR1>|CONSt|KEEP|SWEep,ARB1|ARB2|ARB3|A
RB4|ARB5|ARB6|ARB7|ARB8|ARB9|ARB10|ARB11|ARB12|ARB13|
ARB14|ARB15|ARB16|SIN|SQU|TRI,<NR2>
ステップパラメータを次の順序で返します。ACV, ACV mode, DCV, DCV
mode, frequency, frequency mode, wave, phase.

例:SEQ:SPAR?
+0.0,CONST,+0.0,CONST,+50.00,CONST,SIN,+0

89

Set

3-10-6. [:SOURce]:SEQuence:STEP

Query

説明

現在のステップ番号を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SEQuence:STEP {<NR1>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:STEP?

パラメータ

<NR1>

ステップ番号

MINimum

最小ステップ番号

MAXimum

最大ステップ番号

戻り値

<NR1>

現在のステップ番号を返します。

例:SEQ:STEP 1
ステップ番号を 1 に設定します。

3-10-7. [:SOURce]:SEQuence:CONDition
説明

シーケンスステータスを返します。

クエリ構文[:SOURce]:SEQuence:CONDition?

戻り値

Query

+0 (Idle mode)<NR1>

現在のシーケンスステータス+1 (Run mode)+2 (Hold mode)

例:SEQ:COND?
+1

3-10-8. :TRIGger:SEQuence:SELected:EXECute

Set
Query

説明

シーケンスモードの動作を実行するように設定します

構文:TRIGger:SEQuence:SELected:EXECute{STOP|STARt|HOLD|BRAN1|BRAN2}

パラメータ

STOP

シーケンスの実行を停止します。

STARt

シーケンスの実行を開始します。

HOLD

シーケンス実行を保持します。

BRAN1

ブランチ 1 の実行にジャンプします。

BRAN2

ブランチ 2 の実行にジャンプします。

例

TRIG:SEQ:SEL:EXEC STAR
シーケンスの実行を開始します。

90

3-11. シミュレーションコマンド（シミュレーションモードのみ有効）

3-11-1. [:SOURce]:SIMulation:CONDition
説明

シミュレーションステータスを返します。

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:CONDition?

戻り値

Query

+0 (Idle mode)<NR1>

現在のシミュレーションステータス +1 (Run mode)+2 (Hold mode)

例:SIM:COND?
+1
Set

3-11-2. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:CODE

Query

説明

異常状態ステップの外部トリガ出力を設定します。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:CODE{<NR1>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:CODE?

パラメータ

<NR1>

0=LL,1=LH,2=HL,3=HH

MINimum

0 (LL)

MAXimum

3 (HH)

戻り値<NR1>

異常状態ステップの外部トリガー出力を返します。

例

SIM:ABN:CODE 1

91

Set

3-11-3. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:FREQuency

Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの周波数を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:FREQuency{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:FREQuency?

パラメータ

<NR2>

周波数

MINimum

最小周波数

MAXimum

最大周波数

<NR2>

異常状態ステップの周波数を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 2 桁固定です。
例:SIM:ABN:FREQ 55
周波数を 55Hz に設定します。

3-11-4. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STA
Rt:ENABle

Set
Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの ON 位相パラメーターを有効/
無効（固定/任意）にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt:ENABle{<bool>|OFF|ON|FREE|FIXED}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt:ENABle?

パラメータ

OFF | 0 | FREE

無効

ON | 1 | FIXED

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:ABN:PHAS:STAR:ENAB 1
ON 位相を有効にします。

92

3-11-5. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STA
Rt[:IMMediate]

Set
Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの ON 位相パラメーターを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt[:IMMediate]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STARt[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

ON 位相 (開始位相)

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

<NR2>

ON 位相 (開始位相)を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:ABN:PHAS:STAR 0
ON 位相を 0°に設定します。

3-11-6. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STO
P:ENABle

Set
Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの OFF 位相パラメータを有効/
無効（固定/任意）にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP:ENABle{<bool>|OFF|ON|FREE|FIXED }クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP:ENABle?

パラメータ/

OFF | 0 | FREE

無効

ON | 1 | FIXED

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:ABN:PHAS:STOP:ENAB 1
OFF 位相を有効にします。

93

3-11-7. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STO
P[:IMMediate]

Set
Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの OFF 位相パラメータを設定
または照会します。

記：

出力をオフにした後の波形のオフ位相を設定します。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP[:IMMediate]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:PHASe:STOP[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

OFF 位相 (終了位相)

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

<NR2>

OFF 位相 (終了位相)を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:ABN:PHAS:STOP 0
OFF 位相を 0°に設定します。
Set

3-11-8. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TIME

Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの時間パラメーターを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TIME{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:TIME?

パラメータ

<NR2>

時間（秒）

MINimum

0.0001MAXimum

999.9999

戻り値

<NR2>

異常状態ステップの時間を返します。

例:SIM:ABN:TIME 1
異常状態ステップ時間を 1 秒に設定します。

94

Set

3-11-9. [:SOURce]:SIMulation:ABNormal:VOLTage

Query

説明

シミュレーションモードの異常状態ステップの電圧を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:VOLTage{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:ABNormal:VOLTage?

パラメータ/<NR2>

電圧

MINimum

最小設定可能電圧

MAXimum

最大設定可能電圧<NR2>

異常状態ステップの電圧を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:ABN:VOLT MAX
異常状態ステップ電圧を最大に設定します。

3-11-10. [:SOURce]:SIMulation:CSTep
説明

現在実行中のステップを返します。

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:CSTep?

戻り値

<NR1>

現在のステップ+0 = 初期ステップ+1 = ノーマル１ステップ+2 = 遷移 1 ステップ
+3 = 異常状態ステップ+4 = 遷移 2 ステップ
+5 = ノーマル 2 ステップ

例

:SIM:CSTep?
>+1

95

Query

Set

3-11-11. [:SOURce]:SIMulation:INITial:CODE

Query

説明

初期ステップの外部トリガ出力を設定します。 このオプションは、シミュレ
ーションモードの場合にのみ適用できます。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:CODE {<NR1>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:CODE?

パラメータ

<NR1>

0=LL, 1=LH, 2=HL, 3=HH

MINimum

0 (LL)

MAXimum

3 (HH)

戻り値<NR1>

初期ステップの外部トリガ出力を返します。

例

SIM:INIT:CODE 1
Set

3-11-12. [:SOURce]:SIMulation:INITial:FREQuency

Query

説明

シミュレーションモードの初期ステップの周波数を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:FREQuency{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:FREQuency?

パラメータ

<NR2>

周波数

MINimum

最小周波数

MAXimum

最大周波数

<NR2>

初期ステップの周波数を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 2 桁固定です。
例:SIM:INIT:FREQ 60
初期ステップの周波数を 60Hz に設定します。

96

3-11-13. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt:
ENABle

Set
Query

説明

シミュレーションモードの初期ステップの ON 位相パラメーターを有効/無効（固定/任意）にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt:ENABle{<bool>|OFF|ON|FREE|FIXED}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt:ENABle?

パラメータ

OFF | 0 | FREE

無効

ON | 1 | FIXED

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:INIT:PHAS:STAR:ENAB 1
ON 位相を有効にします。

3-11-14. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt[:IMMediate]

Set
Query

説明

シミュレーションモードの初期ステップの ON 位相パラメーターを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt[:IMMediate]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STARt[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

ON 位相 (開始位相)

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

<NR2>

ON 位相 (開始位相)を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:INIT:PHAS:STAR 0
ON 位相を 0°に設定します。

97

3-11-15. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP:
ENABle

Set
Query

説明

シミュレーションモードの初期ステップの OFF 位相パラメーターを有効/無効（固定/任意）にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP:ENABle{<bool>|OFF|ON|FREE|FIXED }クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP:ENABle?

パラメータ

OFF | 0 | FREE

無効

ON | 1 | FIXED

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:INIT:PHAS:STOP:ENAB 1
OFF 位相を有効にします。

3-11-16. [:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP[:
IMMediate]

Set
Query

説明

シミュレーションモードの初期ステップの OFF 位相パラメーターを設定または照会します。

記:

出力をオフにした後の波形のオフ位相を設定します。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP[:IMMediate]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:PHASe:STOP[:IMMediate]?

パラメータ

<NR2>

OFF 位相 (終了位相)

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

<NR2>

OFF 位相 (終了位相)を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:INIT:PHAS:STOP 0
OFF 位相を 0°に設定します。

98

Set

3-11-17. [:SOURce]:SIMulation:INITial:VOLTage

Query

説明

シミュレーションモードの初期ステップの電圧を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:VOLTage{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:INITial:VOLTage?

パラメータ

<NR2>

電圧

MINimum

最小設定可能電圧

MAXimum

最大設定可能電圧<NR2>

初期ステップの電圧を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:INIT:VOLT MAX
初期ステップ電圧を最大に設定します。
Set

3-11-18. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:CODE

Query

説明

通常 1 または通常 2 ステップのパラメーターの外部トリガー出力を設定します。 このオプションは、シミュレーションモードの場合にのみ適用できます。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:CODE{<NR1>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:CODE?

パラメータ

<NR1>

0=LL, 1=LH, 2=HL, 3=HH

MINimum

0 (LL)

MAXimum

3 (HH)

戻り値<NR1>

通常 1 または通常 2 ステップの外部トリガー出力を返します。

例

SIM:NORM1:CODE 1

99

3-11-19. [:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:FREQuency

Set
Query

説明

シミュレーションモードの通常 1 ステップの周波数を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:FREQuency{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:FREQuency?

パラメータ

1

通常１

<NR2>

周波数

MINimum

最小周波数

MAXimum

最大周波数

<NR2>

通常 1 ステップの周波数を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 2 桁固定です。
例:SIM:NORM1:FREQ 60
周波数を 60Hz に設定します。

3-11-20. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt:ENABle

Set
Query

説明

シミュレーションモードの normal1 または normal2 ステップの ON 位相パラメーターを有効/無効（固定/任意）にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt:ENABle{ <bool>|OFF|ON|FREE|FIXED}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt:ENABle?

パラメータ

<1|2>

通常 1 または通常 2

OFF | 0 | FREE

無効

ON | 1 | FIXED

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:NORM1:PHAS:STAR:ENAB 1
ON 位相を有効にします。

100

3-11-21. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt[:IMMediate]

Set
Query

説明

シミュレーションモードの通常 1 または通常 2 ステップの ON 位相パラメー
ターを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt[:IMMediate]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STARt[:IMMediate]?

パラメータ

<1|2>

通常 1 または通常 2<NR2>

ON 位相 (開始位相)

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

<NR2>

ON 位相 (開始位相)を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:NORM1:PHAS:STAR 0
ON 位相を 0°に設定します。

3-11-22. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP:ENABle

Set
Query

説明

シミュレーションモードの通常 1 または通常 2 ステップの OFF 位相パラメー
タを有効/無効（固定/任意）にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP:ENABle{<bool>|OFF|ON|FREE|FIXED}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP:ENABle?

パラメータ

<1|2>

通常 1 または通常 2

OFF | 0 | FREE

無効

ON | 1 | FIXED

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:NORM1:PHAS:STOP:ENAB 1
OFF 位相を有効にします。

101

3-11-23. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP[:IMMediate]

Set
Query

説明

シミュレーションモードの通常 1 または通常 2 ステップの OFF 位相パラメータを設定または照会します。

記：

Sets the off phase of the waveform after the output has been turned
off.

構文

[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP[:IMMediate]{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:PHASe:STOP[:IMMediate]?

パラメータ/<1|2>

通常 1 または通常 2<NR2>

OFF 位相(終了位相)

MINimum

0.0

MAXimum

359.9

<NR2>

OFF 位相(終了位相)を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:NORM1:PHAS:STOP 0
OFF 位相を 0°に設定します。
Set

3-11-24. [:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:TIME

Query

説明

シミュレーションモードの通常 1 または通常 2 ステップの時間パラメーターを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:TIME{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal<1|2>:TIME?

パラメータ

<1|2>

通常 1 または通常 2

<NR2>

時間

MINimum

0.0001MAXimum

999.9999

戻り値

<NR2>

通常 1 または通常 2 ステップの時間を返します。

例:SIM:NORM1:TIME 1
ステップ時間を 1 秒に設定します。

102

Set

3-11-25. [:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:VOLTage

Query

説明

シミュレーションモードの通常 1 ステップの電圧を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:VOLTage{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:NORMal 1:VOLTage?

パラメータ

1

通常 1

<NR2>

電圧

MINimum

最小設定可能電圧

MAXimum

最大設定可能電圧<NR2>

通常１ステップの電圧を返します。

戻り値

戻り値は小数点以下 1 桁固定です。
例:SIM:NORM1:VOLT MAX
通常 1 ステップ電圧を最大に設定します。
Set

3-11-26. [:SOURce]:SIMulation:REPeat:COUNt

Query

説明

シミュレーションモードの繰り返し回数を設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:REPeat:COUNt {<NR1>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:REPeat:COUNt?

パラメータ

<NR1>

0 ~ 9999 (0 = 無限ループ)

MINimum

0

MAXimum

9999

戻り値

<NR1>

+0 ~ +9999 (0 = 無限ループ)を返します。

例:SIM:REP:COUN 1
繰り返し回数を 1 に設定します。

103

Set

3-11-27. [:SOURce]:SIMulation:REPeat:ENABle

Query

説明

シミュレーションモードの繰り返し機能を有効または無効にします。

構文[:SOURce]:SIMulation:REPeat:ENABle {<bool>|OFF|ON}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:REPeat:ENABle?

パラメータ

OFF | 0

無効

ON | 1

有効

+0

無効

+1

有効

戻り値

例

:SIM:REP:ENAB 1
繰り返し機能を有効にします。

3-11-28. [:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>
:TIME

Set
Query

説明

シミュレーションモードの遷移ステップの時間パラメーターを設定または照会します。

構文[:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:TIME{<NR2>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:TIME?

パラメータ/<NR2>

時間

MINimum

0

MAXimum

999.9999

戻り値

<NR2>

ステップの時間を返します。

例:SIM:TRAN1:TIME 1
ステップ時間を 1 秒に設定します。

104

3-11-29. [:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:CO
DE

Set
Query

説明

遷移ステップパラメータの外部トリガ出力を設定します。

構文[:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:CODE{<NR1>|MINimum|MAXimum}

クエリ構文[:SOURce]:SIMulation:TRANsition<1|2>:CODE?

パラメータ

<NR1>

0=LL, 1=LH, 2=HL, 3=HH

MINimum

0 (LL)

MAXimum

3 (HH)

戻り値<NR1>

遷移ステップの外部トリガー出力を返します。

例

SIM:TRAN1:CODE 1

3-11-30. :TRIGger:SIMulation:SELected:EXECute

Set
Query

説明

シミュレートモードの動作を実行するように設定します

構文:TRIGger:SIMulation:SELected:EXECute {STOP|STARt|HOLD}

パラメータ

STOP

シミュレーションの実行を停止します。

STARt

シミュレーションの実行を開始します。

HOLD

シミュレーション実行の保留します。

例

TRIG:SIM:SEL:EXEC STAR
シミュレーションの実行を開始します。

105

3-12. インプットサブシステムコマンド
Set

3-12-1. :INPut:SOURce

Query

説明

外部入力信号の状態を設定または照会します。 (AC+DC-EXT または
AC-EXT または AC+DC-ADD または AC-ADD または ACVAC のみ
使用できます。)

構文:INPut:SOURce {<NR1>|L1EXT|L2EXT|L3EXT}

クエリ構文:INPut:SOURce?

パラメータ / 戻り値<NR1>

0 L1、1 L2、2 L3L1EXT|0

L1 外部信号L2EXT|1

L2 外部信号L3EXT|2

L3 外部信号例:INP:SOUR?
L1EXT
外部信号は L1 です。
Set

3-12-2. :INPut:GAIN

Query

説明

入力ゲイン値を設定または照会します。 （AC + DC-EXT、AC-EXT、AC+ DC-ADD または AC-ADD のみ使用できます。）

構文:INPut:GAIN {<NR2>(V)|MINimum|MAXimum}

クエリ構文:INPut:GAIN?

パラメータ

<NR2>

入力ゲイン値

MINimum

最小入力ゲイン値

MAXimum

最大入力ゲイン値

戻り値

<NR2>

入力ゲイン値を返します。

例:INP:GAIN?
+150.0000
入力ゲイン値は 150.0 です。

106

Set

3-12-3. :INPut:SYNC:SOURce

Query

説明

同期ソースの状態を設定または照会します。 （AC + DC-sync またはAC-sync のみ使用できます。）

構文:INPut:SYNC:SOURce {<NR1>|L1Line|L2Line|L3Line|EXT}

クエリ構文:INPut:SYNC:SOURce?

パラメータ / 戻り値<NR1>

0 L1 ライン、1 L2 ライン、2 L3 ライン、3 EXT

L1Line|0

L1 ライン同期L2Line|1

L2 ライン同期

L3Line|2

L3 ライン同期

EXT | 3

EXT（外部）同期

例:INP:SYNC:SOUR?
EXT
同期ソースは EXT(外部)です。

107

3-13. ディスプレイコマンド
3-13-1. :DISPlay[:WINDow]:DESign:MODE

Set

説明

表示モードを設定します。

構文:DISPlay[:WINDow]:DESign:MODE{NORMal|TOTal|SIMPle}

パラメータ

NORMal設定と測定を表示します。

TOTal

設定と測定の総合情報を表示します。

SIMPleすべての測定を表示します。

例:DISP:DES:MODE NORM
ノーマル表示を設定します。

3-13-2. :DISPlay[:WINDow]:MEASure:SOURce<1|2|3|
4>

Set

説明

標準表示の測定項目 1〜4 を設定します。

構文:DISPlay[:WINDow]:MEASure:SOURce<1|4>{ VRMS|VAVG|VMAX|VMIN|VPKH|IRMS|IAVG|IMAX|IMIN|IPKH|RPOWer|SPOWer|QPOW
er|FREQuency|PFACtor|CFACtor|THDV|THDI|LRMS|LAVG|LMAX|L
MIN}

パラメータ

Item 1

VRMS,VAVG,VMAX,VMIN,VPKH,LRMS*1,
LAVG*1, LMAX*1, LMIN*1,RPOWer, SPOWer*1,
QPOWer*1,THDV*2

Item 2IRMS , IAVG , IMAX , IMIN , IPKH ,PFACtor*1,
CFACtor*1, THDI*2

Item 3

RPOWer , SPOWer*1, QPOWer*1,
IPKH ,PFACtor*1, CFACtor*1, FREQuency*3

Item 4

LRMS*1, LAVG*1, LMAX*1, LMIN*1, IRMS*4, IAVG*4,
IMAX*4, IMIN*4, RPOWer, IPKH*4,SPOWer*1,
QPOWer*1, PFACtor*1, CFACtor*1

Note*1: DC-INT では使用できません。
*2: AC-INT でのみ使用できます。
*3: AC + DC-Sync および AC-Sync でのみ使用できます。
*4: DC-INT

例

でのみ使用できます。

:DISP:MEAS:SOURC1 VRMS
測定ソース 1 VRMS 表示を設定します。

108

第4章 ステータスレジスタの概要
この章では、ステータスレジスタの使用方法と設定方法について詳しく説明します。

4-1. ステータスレジスタについて
概要

ステータスレジスタは、本器のステータスを判別するために使用されます。 ステータスレジスタは、保護条件、動作条件、および機器エラーのステータスを維持します。
本器にはいくつかのレジスタグループがあります。
• Questionable ステータスレジスタグループ• Standard Event ステータスレジスタグループ• Operation ステータスレジスタグループ• Warning ステータスレジスタグループ• System Lock ステータスレジスタグループ• Status Byte レジスタ
• Service Request Enable レジスタ
• Service Request Generation• Error Queue• Output Buffer
次の図は、ステータスレジスタの構造を示しています。

109

4-2. ステータスレジスタ
System Lock Status Register
Condition

PTR/NTR

Event

Enable

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Questionable Status Register
Condition

PTR/NTR

Event

Enable

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Condition

PTR/NTR

Event

Enable

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Condition

PTR/NTR

Event

Enable

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Operation Status Register

OutputBuffer
:
:
:

Error
Queue
:
:
:

ServiceRequestEnableRegister

Status
Byte
RegisterWarning Status Register
SLK
WAR
ERR
QUES
MAV
ESB
RQS
OPER

Enable

0
1
2
3
4
5
6
7

0
1
2
3
4
5
6
7

6

6
7

ServiceRequestGeneration(GPIB)

Standard Event Status Register
Event

0
1
2
3
4
5

110

MSS

0
1
2
3
4
5
6
7

4-3. Questionable ステータスレジスタグループ
Questionable ステータスレジスタグループは、保護モードまたは制限が作動したかどうかを示します。

概要

Questionable Status Register
Condition

PTR/NTP

Event

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

STATus:QUEStionable:CONDition?

Enable

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14

&

15

STATus:QUEStionable:ENABle <NRf>

STATus:QUEStionable:EVENt?

STATus:QUEStionable:ENABle?

STATus:QUEStionable:NTRansition <NRf>
STATus:QUEStionable:NTRansition?
STATus:QUEStionable:PTRansition <NRf>
STATus:QUEStionable:PTRansition?
Logical OR

To Status Byte Register

ビットサマリー
イベント

ビット#

ビット
ウエイト

出力過電圧

0

1

1

2

3

8

4

16

5

32

内部最大電圧を超えています（定格電圧の 110％）。
出力電流が Irms 設定を超えました。
出力電流の実効値が過大です。
DCAC パワーユニットエラー
内部 DCAC パワーユニットの機能エラーです。
DCDC パワーユニットエラー
内部 DCDC パワーユニット機能エラーです。
出力ショート
出力端子がショート状態です。

111

ピーク電流が Ipeak+または Ipeak-を超え 6
ました。

64

正または負の出力電流ピーク値が過大で
す。
ファン異常

7

128

8

256

9

512

10

1024

11

2048

12

4096

15

32768

冷却ファンが異常です。
調整データエラー
調整データが異常であるか、許容範囲外
です。
出力過電力
内部電力段の最大電力（定格電力の110％）を超えています。
IPK リミット
ピーク電流リミッターが動作しました。
リモートセンシング電圧が範囲外です。
センシング電圧リミッターが動作しました。
IRMS リミット
電流リミッターが動作しました。
常に 0
状態レジスタ

Questionable ステータ状態レジスタは、本器のステータスを示します。
条件レジスタにビットが設定されている場合は、イベントが真であることを示します。 条件レジスタを読み取っても、条件レジスタの状態は変わりません。

PTR/NTR
フィルタ

PTR / NTR（ポジティブ/ネガティブの遷移）レジスタは、イベントレジス
タの対応するビットを設定する遷移条件のタイプを決定します。 ポジテ
ィブ遷移フィルターを使用して、ネガティブからポジティブに変化するイ
ベントを表示し、ネガティブ遷移フィルターを使用して、ポジティブからネガティブに変化するイベントを表示します。
Positive Transition

0→1

Negative Transition

1→0

イベントレジスタ

PTR / NTR レジスタは、遷移条件のタイプを指示し、イベントレジスタの対応するビットを設定します。 イベントレジスタが読み取られると、0にクリアされます。

Enableレジスタ

Enable レジスタは、イベントレジスタのどのイベントを使用して Status
Byte レジスタの QUES ビットを設定するかを決定します。

112

4-4. Operation ステータスレジスタグループ
Operation ステータスレジスタグループは、本器の動作ステータスを示
します。

概要

Operation Status Register
Condition

PTR/NTP

Event

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

STATus:OPERation:CONDition?

Enable

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14

&

15

STATus:OPERation:ENABle <NRf>

STATus:OPERation:EVENt?

STATus:OPERation:ENABle?

STATus:OPERation:NTRansition <NRf>
STATus:OPERation:NTRansition?
STATus:OPERation:PTRansition <NRf>
STATus:OPERation:PTRansition?
Logical OR

To Status Byte Register

ビットサマリー

状態レジスタ

イベント

ビット#

ビット
ウエイト

Busy ステータス

1

2

LOCK ステータス (SYNC)

8256

Hold ステータス(Sequence)

12

4096

Run ステータス(Sequence)

14

16384

常に 0

15

32768

Operation ステータス状態レジスタは、本器の動作状態を示します。
条件レジスタにビットが設定されている場合は、イベントが真であることを示します。 条件レジスタを読み取っても、条件レジスタの状態は変わりません。

113PTR/NTR フィルタ

PTR / NTR（ポジティブ/ネガティブの遷移）レジスタは、イベントレジス
タの対応するビットを設定する遷移条件のタイプを決定します。 ポジテ
ィブ遷移フィルターを使用して、ネガティブからポジティブに変化するイ
ベントを表示し、ネガティブ遷移フィルターを使用して、ポジティブからネガティブに変化するイベントを表示します。
Positive Transition

0→1

Negative Transition

1→0

イベントレジスタ

PTR / NTR レジスタは、遷移条件のタイプを指示し、イベントレジスタの対応するビットを設定します。 イベントレジスタが読み取られると、0にクリアされます。

Enable レジスタ

Enable レジスタは、イベントレジスタに登録されているどのイベントを使用して Status Byte レジスタの OPER ビットを設定するかを決定します。

114

4-5. Warning ステータスレジスタグループ
Warning ステータスレジスタグループは、本器出力の 2 次保護ステー
タスレジスタです。

概要

Warning Status Register
Condition

PTR/NTP

Event

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

&

STATus:WARNing:EVENt?

STATus:WARNing:ENABle <NRf>

STATus:WARNing:CONDition?

Enable

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14
15

STATus:WARNing:ENABle?

STATus:WARNing:NTRansition <NRf>
STATus:WARNing:NTRansition?
STATus:WARNing:PTRansition <NRf>
STATus:WARNing:PTRansition?
Logical OR

To Status Byte Register

ビットサマリー
イベント

ビット #

ビット
ウエイト

出力過電圧

0

1

1

2

ピーク電流が Ipeak+または Ipeak-を超え 3ました。

8内部最大電圧を超えています（定格電圧の 110％）。
出力電流が Irms 設定を超えました。
出力電流の実効値が過大です。

正または負の出力電流ピーク値が過大です。
DCAC パワーユニットエラー
内部 DCAC パワーユニットの機能エラー
です。

115

5

32

DCDC パワーユニットエラー

6

64

7

128

9

512

10

1024

ピーク電流が Ipeak+または Ipeak-を超え 11
ました。

2048

内部 DCDC パワーユニット機能エラーです。
外部同期周波数エラー
外部同期信号の入力周波数が許容範囲外です。 （40Hz〜999.9Hz）
センシング電圧エラー
リモートセンス接続線が異常であるか、最大補償電圧を超えています。
出力電流が Irms 設定を超えました。
出力電流の実効値が過大です。

正または負の出力電流ピーク値が過大で
す。
出力過電力

12

4096

13

8192

14

16384

15

32768

内部電力段の最大電力（定格電力の110％）を超えています。
IRMS リミット
電流リミッターが動作しました。
IPK リミット
ピーク電流リミッターが動作しました。
常に 0
状態レジスタWarning ステータス状態レジスタは、本器の 2 次保護ステータスレジス
タを示します。 条件レジスタにビットが設定されている場合は、イベン
トが真であることを示します。 条件レジスタを読み取っても、条件レジ
スタの状態は変わりません。

PTR/NTR
フィルタ

PTR / NTR（ポジティブ/ネガティブの遷移）レジスタは、イベントレジス
タの対応するビットを設定する遷移条件のタイプを決定します。 ポジテ
ィブ遷移フィルターを使用して、ネガティブからポジティブに変化するイ
ベントを表示し、ネガティブ遷移フィルターを使用して、ポジティブからネガティブに変化するイベントを表示します。

イベントレジスタ

Positive Transition

0→1

Negative Transition

1→0

PTR / NTR レジスタは、遷移条件のタイプを指示し、イベントレジスタの対応するビットを設定します。 イベントレジスタが読み取られると、0にクリアされます。

116

Enableレジスタ

Enable レジスタは、イベントレジスタに登録されているどのイベントを使用して Status Byte レジスタの WAR ビットを設定するかを決定します。

117

4-6. System Lock ステータスレジスタグループ
System Lock ステータスレジスタグループは、System Lock 保護モードが作動したかどうかを示します。

概要

System Lock Status Register
Condition

PTR/NTP

Event

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

:STATus:LOCK:CONDition?

Enable

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5

&

6

&

7

&

8

&

9

&

10

&

11

&

12

&

13

&

14

&

:STATus:LOCK:EVENt?

15:STATus:LOCK:ENABle <NRf>:STATus:LOCK:ENABle?

:STATus:LOCK:NTRansition <NRf>:STATus:LOCK:NTRansition?
:STATus:LOCK:PTRansition <NRf>:STATus:LOCK:PTRansition?
Logical OR

To Status Byte Register

ビットサマリー
イベント

ビット#

ビット
ウエイト

入力電源異常

0

1

7

128

8

256

9

512

電源入力電圧が不足しているか、主電源スイッチがオフになりました。 ユニットを再起動する前に、入力電源を確認してください。
ファン異常
冷却ファンの異常です。
起動エラー
起動時にエラーが発生しました。
PFC パワーユニットエラー
内部 PFC パワーユニットの機能エラーです。

118

状態レジスタ

System Lock ステータス状態レジスタは、本器の System Lock ステー
タスを示します。 条件レジスタにビットが設定されている場合は、イベ
ントが真であることを示します。 条件レジスタを読み取っても、条件レ
ジスタの状態は変わりません。

PTR/NTR フィルタ

PTR / NTR（ポジティブ/ネガティブの遷移）レジスタは、イベントレジス
タの対応するビットを設定する遷移条件のタイプを決定します。 ポジテ
ィブ遷移フィルターを使用して、ネガティブからポジティブに変化するイ
ベントを表示し、ネガティブ遷移フィルターを使用して、ポジティブからネガティブに変化するイベントを表示します。
Positive Transition

0→1

Negative Transition

1→0

イベントレジスタ

PTR / NTR レジスタは、遷移条件のタイプを指示し、イベントレジスタの対応するビットを設定します。 イベントレジスタが読み取られると、0にクリアされます。

Enableレジスタ

Enable レジスタは、イベントレジスタに登録されているどのイベントを使用して Status Byte レジスタの SLK ビットを設定するかを決定します。

119

4-7. Standard Event ステータスレジスタグループ
概要

Standard Event ステータスレジスタグループは、エラーが発生したかどうかを示します。 イベントレジスタのビットは、エラーイベントキュー
によって設定されます。

Standard Event Status Register
Event0

Enable

&

0

&

1

1

&

2

2

&

3

3

&

4

4

&

5

5

&

6

6

&

7
*ESR?

7
*ESE <NR1>*ESE?

Logical OR

To Status Byte Register
ビットサマリー
イベント

ビット#

ビット
ウエイト

OPC（操作完了）

0

1

RQC（リクエストコントロール）

1

2

QUE（クエリエラー）

2

4

3

8

OCP ビットは、選択されたすべての保留中の操作が完了するとセットされます。 このビットは、* OPC コマンドに応答して設定されます。

クエリエラービットは、出力キューの読み取
りエラーに応答して設定されます。 これは、データが存在しないときに出力キューを読み取ろうとしたことが原因である可能性があります。
DDE（デバイス依存エラー）
デバイス固有のエラー。

120

4

16

5

32

URQ（ユーザーリクエスト）

664

PON（電源オン）

7

128

EXE（実行エラー）
EXE ビットは、次のいずれかによる実行エラーを示します：不正なコマンドパラメー
タ、範囲外のパラメータ、無効なパラメー
タ、オーバーライド操作条件のためにコマンドが実行されませんでした。
CME（コマンドエラー）
構文エラーが発生すると、CME ビットがセットされます。 CME ビットは、プログラムメ
ッセージ内で<GET>コマンドを受信したときにも設定できます。

電源が入っていることを示します。
イベント
レジスタ

イベントレジスタに設定されているビットは、エラーが発生したことを示します。 イベントレジスタを読み取ると、レジスタが 0 にリセットされます。

Enableレジスタ

Enable レジスタは、イベントレジスタのどのイベントを使用して Status
Byte レジスタの ESB ビットを設定するかを決定します。

121

4-8. Status Byte＆Service Request Enable レジスタ
概要

Status Byte レジスタは、すべてのステータスレジスタのステータスイベ
ントを統合します。Status Byte レジスタは* STB？で読み取ることができます。 クエリを実行し、* CLS コマンドでクリアできます。
OutputBuffer:::From System
Lock Status
RegisterError Que:::

From Warning
Status Register

ServiceRequestEnableRegister

Status Byte
Register
From
Questionable
Status Register

From Standard
Event Status
Register

SLK

0

WAR

1

ERR

2

QUES

3

MAV

4

ESB

5

MSS

6

OPER

7

&

0

&

1

&

2

&

3

&

4

&

5
6

&

*STB?

From Operation
Status Register

7*SRE <NRf>*SRE?

Logical OR

ビットサマリー
イベント

ビット#

ビット
ウエイト

SLK(System Lock ステータスレジスタサ 0
マリー)

1

WAR (Warning ステータスレジスタ)1

2

ERR (Error Queue が空ではありません) 2
QUES (Questionable ステータスレジスタ) 3

4

MAV (メッセージ利用可能)

4

16

ESB(Standard Event ステータスレジスタ 5
サマリー)

32

RQS / MSS(リクエストサービス /マスター 6

64

8

サマリーステイタス)
OPER (Operation ステータスレジスタ)

122

7

128

Status Byte レジスタ

Service Request
Enable レジスタ

• Status Byte レジスタに設定されたビットは、他の 3 つのステータスレ
ジスタすべてのサマリーレジスタとして機能し、サービスリクエスト、
Error Queue のエラー、または出力キューのデータがあるかどうかを示します。Status Byte レジスタを読み取ると、レジスタが 0 にリセ
ットされます。
Service Request Enable レジスタは、Status Byte レジスタのどのビッ
トがサービスリクエストを生成できるかを制御します。

123

第5章 エラーリスト
5-1. コマンドエラー
概要[-199、-100]の範囲の<エラー/イベント番号>は、IEEE 488.2 構文エラーが機器のパーサーによって検出されたことを示します。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタ（IEEE 488.2、セクション 11.5.1）のコマンドエラービット（ビット 5）が設定されます。
次のイベントのいずれかが発生しました。
IEEE 488.2 構文エラーがパーサーによって検出されました。つまり、IEEE 488.2 規格に違反するコントローラーからデバイスへのメッセージを受信しました。違反の可能性としては、デバイスのリスニング形式に違反するデータ要素や、デバイスで受け入れられないタイプのデー
タ要素があります。
認識されないヘッダーが受信されました。 認識されないヘッダーには、不正なデバイス固有のヘッダーと不正または未実装の IEEE
488.2 共通コマンドが含まれます。
コマンドエラーを生成するイベントは、実行エラー、デバイス固有のエラー、またはクエリエラーを生成しません。 この章の他のエラー定義を参照してください。

124

エラーコード

説明-100
Command Error

これは、より具体的なエラーを検出できないデバイスの一般的な構文
エラーです。 このコードは、IEEE 488.2,11.5.1.1.4 で定義されている
コマンドエラーが発生したことのみを示しています。

-102
Syntax error

認識されないコマンドまたはデータ型が見つかりました。 たとえば、デバイスが文字列を受け入れないときに文字列を受信しました。

-103
Invalid separator

パーサーはセパレーターを予期しており、不正な文字を検出しました。
たとえば、プログラムメッセージユニット MEAS：VOLT：DC？：
MEASCURR：DC？の後にセミコロンが省略されました。

-104
Data type error

パーサーは、許可されているものとは異なるデータ要素を認識しました。 たとえば、数値または文字列データが予期されていましたが、ブロックデータが検出されました。

-108
Parameter notallowed

ヘッダーに対して予想よりも多くのパラメーターを受信しました。 たとえば、：SYSTem：KLOCk コマンドは 1 つのパラメーターのみを受け入れるため、SYSTem：KLOCk 1,0 の受信は許可されません。

-109
Missing parameter

ヘッダーに必要なパラメーターよりも少ないパラメーターが受信されました。 たとえば、：SYSTem：KLOCk コマンドには 1 つのパラメーターが必要なので、：SYSTem：KLOCk の受信は許可されません。

-111
Header separator
error

ヘッダーの解析中に、有効なヘッダー区切り文字ではない文字が検出されました。 たとえば、ヘッダーの後に空白が続かないため、* SRE2
はエラーです。

-112
Program mnemonic
too long

ヘッダーには、12 文字を超える文字が含まれています（IEEE 488.2、
7.6.1.4.1 を参照）。

-113
Undefined header

ヘッダーは構文的には正しいですが、この特定のデバイスについては未定義です。 たとえば、* XYZ はどのデバイスにも定義されていません。

-114
Header suffix out of
range

プログラムのニーモニックに付加された数値のサフィックスの値（「構文とスタイル」セクション 6.2.5.2 を参照）は、ヘッダーを無効にします。

-115
Unexpected numberof parameters受信したパラメーターの数は、予想されるパラメーターの数に対応していません。 これは通常、選択したグループ内の機器の数との不一致によるものです。

125

-120
Numeric data error

このエラーは、エラー-121〜-129 と同様に、非 10 進数の数値タイプを含む数値であると思われるデータ要素を解析するときに生成されます。 デバイスがより具体的なエラーを検出できない場合、この特定のエラーメッセージを使用する必要があります。

-121
Invalid character innumber

解析中のデータ型に無効な文字が見つかりました。 たとえば、10 進
数のアルファまたは 8 進数データの「9」。

-128
Numeric data notallowed

正当な数値データ要素を受信しましたが、デバイスはこの位置にある
ヘッダーを受け入れません。

-131
Invalid suffix

サフィックスが IEEE 488.2、7.7.3.2 で説明されている構文に従っていないか、サフィックスがこのデバイスに不適切です。

-141
Invalid character
data

文字データ要素に無効な文字が含まれているか、受信した特定の要素がヘッダーに対して無効です。

-148
Character data notallowedデバイスで禁止されている場所で、有効な文字データ要素が見つかり
ました。

-151
Invalid string data

文字列データ要素が予期されていましたが、何らかの理由で無効でした（IEEE 488.2、7.7.5.2 を参照）。 たとえば、端末引用符の前に END
メッセージが受信されました。

-158
String data notallowed

文字列データ要素が見つかりましたが、解析のこの時点でデバイスによって許可されていません。

-160
Block data error

このエラーは、エラー-161〜-169 と同様に、ブロックデータ要素の解析
時に生成されます。 デバイスがより具体的なエラーを検出できない場
合、この特定のエラーメッセージを使用する必要があります。

-161
Invalid block data

ブロックデータ要素が予期されていましたが、何らかの理由で無効でした（IEEE 488.2、7.7.6.2 を参照）。 たとえば、長さが満たされる前にEND メッセージを受信しました。

-168
Block data notallowed

正当なブロックデータ要素が見つかりましたが、解析のこの時点ではデバイスによって許可されていません。

-178
Expression data notallowed

正規データが検出されましたが、解析のこの時点でデバイスによって許可されていませんでした。

126

5-2. 実行エラー
概要

範囲[-299、-200]の<エラー/イベント番号>は、機器の実行制御ブロックによってエラーが検出されたことを示します。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタ（IEEE 488.2、セクション 11.5.1）の実行エラービット（ビット 4）が設定されます。
次のイベントのいずれかが発生しました。
ヘッダーに続く<PROGRAM DATA>要素が、正当な入力範囲外であるか、デバイスの機能と一致しないとデバイスによって評価されました。
デバイスの状態により、有効なプログラムメッセージを適切に実行できませんでした。
実行エラーは、丸めおよび式評価操作が行われた後にデバイスによって報告されます。 たとえば、数値データ要素の丸めは、実行エラーとして報告されません。実行エラーを生成するイベントは、コマンドエラ
ー、デバイス固有のエラー、またはクエリエラーを生成しません。 このセクションの他のエラー定義を参照してください。

エラーコード

説明-200
Execution error

これは、より具体的なエラーを検出できないデバイスの一般的な構文
エラーです。このコードは、IEEE 488.2、11.5.1.1.5 で定義されている
実行エラーが発生したことのみを示します。

-201
Invalid while in local

ハードローカル制御のため、デバイスがローカルにある間はコマンドを実行できないことを示します（IEEE 488.2、5.6.1.5 を参照）。 たとえば、ロータリースイッチを備えたデバイスは、スイッチの状態を変更するメッセージを受信しますが、デバイスはローカルにあるため、メッセー
ジを実行できません。

-203
Command protected

コマンドが無効になったため、正当なパスワードで保護されたプログラ
ムコマンドまたはクエリを実行できなかったことを示します。

-211
Trigger ignored

GET、* TRG、またはトリガー信号がデバイスによって受信および認識されたが、デバイスのタイミングを考慮して無視されたことを示します。
たとえば、デバイスは応答する準備ができていませんでした。 注：DT0
デバイスは常に GET を無視し、* TRG をコマンドエラーとして扱います。

-213
Init ignored

別の測定がすでに進行中であったため、測定開始の要求が無視されたことを示します。

127

-220
Parameter error

プログラムデータ要素に関連するエラーが発生したことを示します。 このエラーメッセージは、デバイスがエラー-221〜-229 について説明したより具体的なエラーを検出できない場合に使用する必要があります。

-221
Settings conflict

有効なプログラムデータ要素は解析されたが、現在のデバイスの状態が原因で実行できなかったことを示します（IEEE 488.2、6.4.5.3、および 11.5.1.1.5 を参照）。

-222
Data out of range

正当なプログラムデータ要素は解析されたが、解釈された値がデバイスで定義された正当な範囲外であったため実行できなかったことを示します（IEEE 488.2、11.5.1.1.5 を参照）。

-224
Illegal parameter
value

可能性のリストから正確な値が期待される場所で使用されました。

128

5-3. デバイス固有のエラー
概要[-399、-300]または[1、32767]の範囲の<エラー/イベント番号>は、機器がコマンドエラー、クエリエラー、または実行エラーではないエラーを検出したことを示します。 一部のデバイス操作は、ハードウェアまたは
ファームウェアの異常状態が原因で適切に完了しませんでした。これ
らのコードは、セルフテストの応答エラーにも使用されます。このクラス
でエラーが発生すると、イベントステータスレジスタ（IEEE 488.2、セク
ション 11.5.1）のデバイス固有のエラービット（ビット 3）が設定されます。正のエラーコードの意味はデバイスに依存し、列挙またはビットマ
ッピングされる場合があります。 正のエラーコードの<エラーメッセージ>文字列は SCPI によって定義されておらず、デバイス設計者が利用できます。
文字列は省略可能ではないことに注意してください。 設計者が特定のエラーに対して文字列を実装することを望まない場合は、null 文字列を送信する必要があります（たとえば、42、 ""）。このクラスでエラーが発生すると、イベントステータスレジスタ（IEEE 488.2、セクション 11.5.1）のデバイス固有のエラービット（ビット 3）が設定されます。デバイス固
有のエラーを生成するイベントは、コマンドエラー、実行エラー、またはクエリエラーを生成しません。 このセクションの他のエラー定義を参照
してください。

エラーコード

説明-310
System error

デバイスによって「システムエラー」と呼ばれるエラーが発生したことを示します。 このコードはデバイスに依存しています。

-320
Storage fault

データストレージの使用中にファームウェアが障害を検出したことを示します。 このエラーは、物理的な損傷や大容量記憶素子の故障を示すものではありません。

129

5-4. クエリエラー
概要[-499、-400]の範囲の<エラー/イベント番号>は、機器の出力キュー制
御が、IEEE 488.2、第 6 章で説明されているメッセージ交換プロトコルの問題を検出したことを示します。 クラスにより、イベントステータスレ
ジスタ（IEEE 488.2、セクション 11.5.1）のクエリエラービット（ビット 2）が設定されます。 これらのエラーは、IEEE 488.2 のセクション 6.5 で説明されているメッセージ交換プロトコルエラーに対応しています。
次のいずれかが当てはまります。
出力が存在しないか保留中の場合、出力キューからデータを読み取ろうとします。
出力キューのデータが失われました。
クエリエラーを生成するイベントは、コマンドエラー、実行エラー、またはデバイス固有のエラーを生成しません。 このセクションの他のエラー定義を参照してください。

エラーコード

説明-400
Query error

これは、より具体的なエラーを検出できないデバイスの一般的なクエリ
エラーです。 このコードは、IEEE 488.2、11.5.1.1.7、および 6.3 で定義されているクエリエラーが発生したことのみを示します。

130

第6章 付録
6-1. 工場出荷時の初期設定
次のデフォルト設定は、ASR シリーズの工場出荷時の構成設定です。 工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法の詳細については、取扱説明書を参照してください。
Continuous Mode

ASR452-351
3P4W

ASR602-351
1P2W

3P4W

1P2W

MODE

AC+DC-INT

AC+DC-INT

Range

100V

100V

ACV

0.00 Vrms

0.00 Vrms

DCV+0.00 Vdc

+0.00 Vdc

FREQ

50.00Hz50.00Hz

IRMS

15.75 AON PhsFixed 0.0゜

Fixed 0.0゜

OFF Phs

Fixed 0.0゜

Fixed 0.0゜

GAIN

100

100

SIG

L1 LINE

L1 LINE

Syc Phs

0.0

0.0

SRC

L1 EXT

L1 EXT

Wave

SIN

SIN

Freq Limit

2000

2000

Vrms Limit

175.0 Vrms

175.0 Vrms

VPK+ Limit+250 V+250 V

VPK- Limit-250 V-250 V

IPK+ Limit+63.00 A+189.00 A+84.00 A+252.00 A

IPK- Limit-63.00 A-189.00 A-84.00 A-252.00 A

MISC Configuration

ASR452-351

ASR602-351

T peak , hold(msec)

1

1

Phase Mode

Unbalance

Unbalance

Peak CLR

ALL

ALL

Power ONOFF

OFF

BuzzerON

ON

Remote Sense

OFF

OFF

47.25 A

131

21 A

63 A

V Response

MediumMediumOutput Relay

EnableEnableTHD Format

IEC

IEC

External Control

OFF

OFF

V Unit(TRI,ARB)

rms

rms

Set Change Phase

OFF

OFF

Monitor Output1

L1 Voltage

L1 Voltage

Monitor Output2

L1 Current

L1 Current

Monitor Output Amp

±2.5

±2.5

TrgOut Width(ms)

0.1

0.1

TrgOut Source

L1

L1

Re-Lock

ON

ON

Data Average Count8

8

Data Update Rate

Fast

Fast

LAN

ASR452-351

ASR602-351

DHCP

ON

ON

USB

ASR452-351

ASR602-351

Speed

Full

Full

Mode

TMC

TMC

RS-232C

ASR452-351

ASR602-351

Baudrate

9600

9600

Databits

8bits

8bits

ParityNone

None

Stopbits

1bit

1bit

GP-IB

ASR452-351

ASR602-351

Address

1010Output Impedance

ASR452-351

ASR602-351

Output Impedance

OFF

OFF

L1 Output Inductance

0.1 μH0.1 μHL2 Output Inductance

0.1 μH0.1 μHL3 Output Inductance

0.1 μH0.1 μH132

L1 Output Resistance

0.1 Ω

0.1 Ω

L2 Output Resistance

0.1 Ω

0.1 Ω

L3 Output Resistance

0.1 Ω

0.1 Ω

Sequence Mode

ASR452-351

ASR602-351

Step

0

0

Time

0.1000ｓ0.1000ｓ

Jump To

OFF

OFF

Jump Cnt

1

1

Branch 1

OFFOFF

Branch 2

OFF

OFF

Term

CONTI

CONTI

Sync Code

LL

LL

Item

L1

L2

L3

L1

L2

L3

ACV

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

DCV

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

0.00，CT

Fset

50.0，CT

50.0，CT

50.0，CT

50.0，CT

50.0，CT

50.0，CT

Wave

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

ON Phs

Free

Free

Free

Free

Free

Free

OFF Phs

Free

Free

Free

Free

Free

Free

Phase

Fixed(0)120240

Fixed(0)120240Simulate Mode

ASR452-351

ASR602-351

Step

Initial

InitialRepeat

OFF

OFF

Time

0.1000ｓ0.1000ｓ

Code

LL

LL

Item

L1

L2

L3

L1

L2

L3

ACV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DCV

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fset

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

Wave

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

SIN

ON Phs

Free

Free

Free

Free

Free

Free

OFF Phs

Free

Free

Free

Free

Free

Free

133

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
https://www.texio.co.jp/
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F TEL.045-620-2786