直流電子負荷装置
LSA シリーズカタログ

カラー液晶搭載！
高い視認性と操作性を兼ね備えた高性能直流電子負荷装置●条件分岐が可能なシーケンス機能搭載●165W/330W/1000W の3 機種をラインナップ！
●マスタースレーブによる並列運転が可能

直流電子負荷装置

LSA Series高機能直流電子負荷装置

LSA Series

概要「LSAシリーズ」は前面パネルに3.5インチのカラー液晶（LCD）を搭載し操作性と視認性を向上した電子負荷装置です。負荷容量が165W（150V/33A）の「LSA-165」、330W（150V/66A）の「LSA-330」、1000W（150V、200A）の「LSA-1000」の3機種をラインナップしました。標準装備の外部アナログコントロールに加え、別売オプションのコントロールボード(IF-80GUR)を追加することで、GP-IB、USB、RS-232Cといったデジタル通信インタフェースへの拡張が可能となります。マスター・スレーブ並列運転は、最大5台（マスターを含む）まで可能です。

用途☆直流電圧源の各種負荷試験 ☆一次、二次電池（太陽電池を含む）の放電試験☆各種コンデンサーの放電試験 ☆ブレーカー、ヒューズの遮断、溶断試験☆燃料電池の放電試験☆パワー半導体などの特性試験

165W直流電子負荷装置

330W直流電子負荷装置

LSA-165

LSA-330

150V /33A /165W

150V /66A /330W￥200,000（税抜価格）￥290,000（税抜価格）

1000W直流電子負荷装置

LSA-1000
150V /200A /1000W￥540,000（税抜価格）■特長
わかりやすい表示で簡単操作

定電流/定抵抗/定電力/定電圧の豊富なモード

3.5インチのカラー液晶パネルの採用で、設定状態やモニター値など複数の情報を同時表示します。また、画面横に配置された「Directキー」とロータリーエンコーダにより、液晶パネルを確認しながら数値やモードを容易に設定することが可能です。

定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電力(CP)、定電圧(CV+CC/CV+CR)と4種類の動作モードで使用できます。

画面横に配置された「Directキー」。
簡単操作を実現します。
まわしやすい形状のつまみを採用。
指先はもちろん、ペン先でもクルクルまわせます。

・モニター値と機器の状態を同時表示するメイン画面。

CCモード：
電力供給源の電圧Vが変化しても、一定の設定した電流Iを流し続けます。

V
入力
電圧

設定電流V
入力
電圧

・測定値をモニターしながらの変更が可
能なメインセットアップ画面

設定抵抗値による電流
I=V/R

0

入力電流 I

CPモード：
設定した電力Pと入力された電圧Vにより、I=P/Vになるように電流を流します。
・わかりやすいアイコン表示のメニュー
画面

CRモード：
設定した抵抗Rと入力された電圧Vにより、I=V/Rになるように電流を流します。

・モニター値だけを表示するフルスクリ
ーン画面

設定電力値によるカーブI=P/V

0

入力電流 I

CVモード：
入力電流 I が変化しても、一定の設定した電圧Vで制御します。
（電流制限を設定できます。）

V
入力
電圧
設定電圧0

入力電流 I定抵抗（CR)モード時の便利機能！
「CR×１０」モード

マスター・スレーブ並列運転「CR×10」モードは、抵抗設定範囲を大きいほうに10倍シフトすることで、「CR×１」と同範囲において※1ステップ数が10倍となり、細かい抵抗値設定が可能となります。(注： 定格電流は１/10になります。）

同一機種による最大5台までの並列接続運転により負荷容量を拡張することができます。表示はマスター機とスレーブ機を含めたトータ
ル加算表示をします。

※1：例<LSA-165 CRモードHレンジ＞
1.81ｋΩ〜181Ωのステップ数は、CR×1で1〜10ステップ、CR×10で10〜100ステップとなります。

マスター機

スレーブ機

スレーブ機

スレーブ機

スレーブ機

10μsecの高速応答、スイッチング動作機能
メイン、サブの２つの設定値を交互に切り替えるスイッチング動作
FREQ(Hz)が可能です。スイッチング周波数
DUTY(%)とデューティー
（1Hz〜20kHz※2）
MAIN
比（1%〜99%）
による設定方法と、メイン、サブそれぞれの時間による設定方法および外部からスイッチング信号を入力する方法
SUB（オープンショートorオープンコレ↑（A/μs） ↓（A/μs）
クタ）があります。またどの位の傾きで電流を変化させるかスルーレートを細かく設定※3することができます。

シーケンスコントロール機能
最大4グループのシーケンスプログラム（総ステップ数1018）を登録できます。
グループ毎に動作モードとレンジを設定可能、そのグループ内の各ステップには設定値・実行時間（10μs〜999h59m）を登録する方法と、6つの波形（ランプ波、方形波、正弦波、三角波、パルス波、ラッシュ波）から選んで登録する方法があります。また、グループをつなげて自動実行できる多段実行や、グループ実行中にあらかじめ設定した条件が来ると他のグループに実行を移すことができる条件分岐などが可能なため、効率的な負荷シミュレーションを行うことができます。
開始※2：CV放電モード時の周波数設定範囲は1kHzまでです。
※3：CV放電モードにおける電圧変化のスルーレート設定はできません。

終了
継続プログラム内容
パルス波
ランプ波

外部コントロール機能

ステップ番号

電圧

電流値

すべての放電モードで外部からの電圧（0〜10V）もしくは抵抗（0〜10kΩ）による設定が可能です。CC
モードにおいては、本装置で設定したDC電流値に、入力したAC電圧に相当する電流値を加算（重畳）することが可能です。

外部から入力した AC 電圧に相当する電流値（実線）

GP-IB、USB、RS-232Cインタフェース対応
前面パネルで設定した電流値（破線）

時間

別売りのコントロールボード「IF-80GUR」を背面スロットに差し込むことで、GP-IB、USB※4、RS-232C※5といったデジタル通信インタフェースへの拡張が可能となります。
GP-IB

モード

外部コントロール

サイン波

動

作

CC,CV,CP

0V〜10V入力で定格値の0〜100%

CR

0V〜10V入力でレンジ内のUSB※4

最大抵抗値〜最小抵抗値
抵抗CC,CV,CP

0Ω〜10kΩ入力で定格値の0〜100%（0Ω〜10kΩ）

CR

0Ω〜10kΩ入力でレンジ内の抵抗

CC,CV,CP

10kΩ〜0Ω入力で定格値の0〜100%（10ｋΩ〜0Ω）

CR

10kΩ〜0Ω入力でレンジ内の最大14台最大30台最大抵抗値〜最小抵抗値

RS-232C※5

最大抵抗値〜最小抵抗値

ソフトスタート機能（CC放電モードのみ）
電子負荷装置をロードオンしたまま供給源をアウトプットオンすると、電子負荷装置の設定値を超えた過電流が流れます。
ソフトスタート機
能で立ち上がり時間と電流を立ち上げ始めたい入力電圧を設定することで設定電流値を超えることなく電流を流すことができ、より実負荷に近い試験が行えます。
設定した動作電圧（OPE.V）
印加電圧

印加電圧

負荷電流

負荷電流
設定した時間（TIME）

0時間
ソフトスタート機能を使用していないとき

0時間
ソフトスタート機能を使用したときモジュラーケーブル※4：ノイズの多い動作環境ではGP-IB、RS-232Cをおすすめします。
※5：コネクタ形状はRJ-11（6ピンモジュラー）となります。モジュラーケーブル（別売り）とDサブモジュラー変換コネクタ（別売り）が必要となります。

豊富なフェイルセーフ機能
安全性を重視し豊富な保護機能/アラーム機能を備えています。
本器異常状態通知機能 ( ハードウェアアラーム )項目

内容

過電圧約 160V 以上の入力にてロードオフ

過電流

定格電流 ( 各機種、各電流レンジ ) 超える入力にてロードオフ

過熱

本器内部の放熱器が約 110℃以上になったときにロードオフ

逆接続

逆電圧入力にてロードオフ、本器内部 MOSFET のボディダイオードとヒューズによる外部入力

背面入力端子からアラーム信号を入力されたときにロードオフ

内部 ROM

本器内部の ROM に異常があった時

内部 DSP

本器内部の DSP に異常があった時

IF ボードインタフェース (IF) ボード ( オプション ) に異常があった時

前面過電流

66A を超える入力にてロードオフ（前面入力端子において、、LSA-165、LSA-330 はのぞく）

■定格入力定格

スイッチングモード

項目
入力電力

入力電圧範囲 : CR

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

項目

LSA-165

H

0W 〜 165W

0W 〜 330W

0W 〜 1000W

動作モード

CC、CR、CV、CPM

0W 〜 16.5W

0W 〜 33W

0W 〜 100W

周波数設定L

0W 〜 1.65W

0W 〜 3.3W

0W 〜 10W

入力電圧範囲 : CR 以外※

設定分解能

1V 〜 150V

2

入力電流範囲 : 背面入力端子

0A 〜 33A

0A 〜 66A

入力電流範囲 : 前面入力端子
入力端子形状スクリュー端子背面銅バスバー※ 2: 1V 入力以下でも動作しますが、実際に流れる電流は、設定した電流（あるいは入力電圧と設定から計算した電流）よりも少なくなります。また、CV モードでは、電流によって、実際の電圧は設定した電圧よりも大きくなります。

項目
設定電流範囲

設定分解能

最大電力

10kHz 〜 20kHz : 100Hz ※ 4

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

H

0A 〜 33A

0A 〜 66A

0A 〜 200A

M

0A 〜 3.3A

0A 〜 6.6A

0A 〜 20A

L0mA 〜 330mA0mA 〜 660mA0mA 〜 2000mA

H1mA2mA

6mA

M

0.1mA

0.2mA

0.6mA

L

10μA

20μA

60μA

H

165W

330W

1000W

M

16.5W

33W

100W

L

1.65W

3.3W

10W

設定確度 (23℃ ±5℃にて )±(0.2% of set+ 0.3% of fs)

H
リップルノイズ (rms)10Hz 〜 1MHz の範囲にて M

10mA

15mA

30mA

5mA

5mA

10mA

L

1mA

1mA

3mA

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

H

OPEN、
1.81kΩ 〜 30.3mΩ

OPEN、909Ω 〜 15.1mΩ

OPEN、303Ω 〜 5.05mΩ

M

OPEN、
18.1kΩ 〜 303mΩ

OPEN、
9.09kΩ 〜 151mΩ

OPEN、
3.03kΩ 〜 50.5mΩ

L

OPEN、
181kΩ 〜 3.03Ω

OPEN、
90.9kΩ 〜 1.51Ω

OPEN、
30.3kΩ 〜 505mΩ

H0.55mS

1.1mS

3.3mS

M55μS

0.11mS

0.33mS

L

5.5μS

11μS

33μS

H

±(0.5% of set+ 0.2）A±(0.5% of set+ 0.4）A±(0.5% of set+ 1.2）A

M±(0.5% of set+ 20）mA ±(0.5% of set+ 40）mA ±(0.5% of set+ 120）mA+ Vin/Rin ※ 3+ Vin/Rin ※ 3+ Vin/Rin ※ 3

L±(0.5% of set+ 2）mA
+ Vin/Rin ※ 3±(0.5% of set+ 4）mA
+ Vin/Rin ※ 3±(0.5% of set+ 12）mA+ Vin/Rin ※ 3

H
リップルノイズ (rms)10Hz 〜 1MHz の範囲にて M

10mA

15mA

30mA

5mA

5mA

10mA

L

1mA

1mA

3mA

安定度 ( 長期ドリフト )±0.1% of fs typ

温度係数（設定値に対して）100ppm/℃

設定確度
設定
分解能

設定抵抗範囲

設定分解能

設定確度 ( 電流換算値 )23℃ ±5℃

安定度（長期ドリフト）±0.1% of fs typ

温度係数（設定値に対して）

1000ppm/℃

設定電力範囲

設定分解能

設定確度

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

H

0W 〜 165W

0W 〜 330W

0W 〜 1000W

M

0W 〜 16.5W

0W 〜 33W

0W 〜 100WL

0W 〜 1.65W

0W 〜 3.3W

0W 〜 10W

H10mW

20mW

100mW

M

1mW

2mW

10mW

L

0.1mW

0.2mW

1mW

H

±（0.4% of set+ 1.6% of fs）

23℃ ±5℃ M
にてL±（0.4% of set+ 1.6% of fs）+ Vin2/Rin ※ 3

スルーレート項目

LSA-165

動作モード

CC、CR、CP

設定範囲

設定分解能

10mA

15mA

30mA

5mA

5mA

10mA

L

1mA

1mA

3mA

±0.2% of fs typ

温度係数（設定値に対して）

1000ppm/℃

H

2.64mA/μs 〜 2.64A/μs 5.28mA/μs 〜 5.28A/μs 16mA/μs 〜 16A/μs

M0.264mA/μs 〜 0.264A/μs 0.528mA/μs 〜 0.528A/μs 1.6mA/μs 〜 1.6A/μs

L26.4μA/μs 〜 26.4mA/μs 52.8μA/μs 〜 52.8mA/μs 160μA/μs 〜 160mA/μs

H① 26.4mA/μs① 52.8mA/μs① 160 mA/μs(2.64A/μs 〜 0.29A/μs) (5.28A/μs 〜 0.581A/μs) (16A/μs 〜 1.76A/μs)② 2.64mA/μs② 5.28 mA/μs② 16 mA/μs(0.264A/μs – 29mA/μs) (0.528A/μs 〜 58.1mA/μs) (1.6A/μs 〜 176mA/μs)③ 0.264mA/μs③ 0.528 mA/μs③ 1.6 mA/μs(26.4mA/μs 〜 2.64mA/μs) (52.8mA/μs 〜 5.28mA/μs) (160mA/μs 〜 16mA/μs)

M① 2.64mA/μs① 5.28 mA/μs① 16 mA/μs(0.264A/μs 〜 29.0mA/μs) (0.528A/μs 〜 58.1mA/μs) (1.6A/μs 〜 176mA/μs)② 0.264mA/μs② 0.528 mA/μs② 1.6 mA/μs(26.4mA/μs 〜 2.90mA/μs) (52.8mA/μs 〜 5.81mA/μs) (160mA/μs 〜 17.6mA/μs)③ 26.4μA/μs③ 52.8μA/μs③ 160μA/μs(2.64mA/μs 〜 0.264mA/μs) (5.28mA/μs 〜 0.528mA/μs) (16mA/μs 〜 1.6mA/μs)

L① 0.264mA/μs① 0.528 mA/μs① 1.6 mA/μs(26.4mA/μs 〜 2.9mA/μs) (52.8mA/μs 〜 5.81mA/μs) (160mA/μs 〜 17.6mA/μs)② 26.4μA/μs② 52.8μA/μs② 160μA/μs(2.64mA/μs 〜 0.29mA/μs) (5.28mA/μs 〜 0.581mA/μs) (16mA/μs 〜 1.76mA/μs)③ 2.64μA/μs③ 5.28μA/μs③ 16μA/μs(0.264mA/μs 〜 26.4μA/μs) (0.528mA/μs 〜 52.8μA/μs) (1.6mA/μs 〜 160μA/μs)
代表値 (5V 入力時 )① ±(15% set +10μs)、② ±(15% set +100μs)、③ ±(15% set +1000μs)

最小反応時間5μs

設定確度は、定格電流の 1% 〜 100% の電流変化において、10%→70%、90%→30% に達する時間に対するものです。
CV 動作モードでは設定できません。

ソフトスタート
項目

LSA-165

動作モード

CC

設定時間

1ms /2ms /5ms /10ms /20ms /50ms /100ms /200ms-0.5V 〜 150V

設定分解能

LSA-165
0.1V 〜 150V

L

0.1V 〜 15V

H10mV

L

1mV

LSA-1000

設定分解能0.01V

設定確度 (23℃ ±5℃ ) ±（0.1% of set+ 30mV）
リモートセンシング
項目

LSA-165

補正電圧外部抵抗コントロール

片道 2V

LSA-330

LSA-1000

負荷入力端子電圧で最低動作電圧から 150V までです。負荷入力端子電圧が 3V 以上ないと、2V は補正できません。

外部電圧コントロール
項目

LSA-165

コントロール電圧

0V 〜 10V 入力で、定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、定格電力（CP モード）の 0% 〜 100%
0V 〜 10V 入力で、最大抵抗値〜最小抵抗値（CR モード）
CC、CV、CP

1% of fs

CR2% of fs

入力インピーダンス

LSA-330

LSA-1000

約 10kΩ

CC 動作モード以外では、設定されてから実際に動作するまでには約 0.2 秒かかります。

項目
コントロール抵抗

H

LSA-330±(30% of set+ 100μs)
設定範囲

LSA-165

LSA-330

最低安定動作電流

1% of fs 電流

設定確度 (23℃ ±5℃にて )±(0.2% of set+ 0.1% of fs）

安定度（長期ドリフト）±0.2% of fs typ

入力電流変動10mV

温度係数（設定値に対して）

1000ppm/℃

LSA-1000

最大電力は電流レンジによります。
電圧を 1V 以上に設定した時のみ、その電流レンジの定格電流が流せます。
入力電流変動 : 入力電圧 1V で、定格の 10% から 100% の電流変化に対してです（リモートセンシング時）。
+CC、+CR の設定範囲等は、それぞれ CC 動作モード、CRx1 動作モードと同じです (CRx10 はありません )。
電流レンジは 3 つあるため、+CC、+CR それぞれ 6 種類の組み合わせがあります。

LSA-330

LSA-1000

比例0Ω 〜 10kΩ 入力で、定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、定格電力（CP モード）の 0% 〜 100%0Ω 〜 10kΩ 入力で、最大抵抗値〜最小抵抗値（CR モード）反比例10kΩ 〜 0Ω 入力で、定格電流（CC モード）、定格電力（CP モード）、定格電圧（CV モード）の 0% 〜 100%10kΩ 〜 0Ω 入力で、最大抵抗値〜最小抵抗値（CR モード）

定電圧 (CV+CC/CV+CR) 動作モード
設定電圧範囲LSA-1000

外部抵抗コントロール※ 3: Vin は入力電圧、Rin は約 1MΩ。

項目

LSA-330

設定確度

直線性H
リップルノイズ (rms)10Hz 〜 1MHz の範囲にて M安定度（長期ドリフト）±1.5% of set※ 4: 周波数は 1/（10μs の整数倍）より細かく設定できません。
※ 5: DUTY の設定範囲は、周波数によって変わります（最小幅は 10μs）。

CR ｘ 10 設定の場合、抵抗値範囲は大きい方に 10 倍シフトされます。また、定格電流もそのレンジの 1/10 になります。

項目

0.5ms 〜 99.99ms : 0.01ms
100ms 〜 500ms : 0.1ms

設定確度

動作電圧

定電力 (CP) 動作モード

0.1% step±1.5% of set

設定確度※ 3: Vin は入力電圧、Rin は約 1MΩ。

1% 〜 99%

CC、CR、 0.02ms 〜 99.99ms : 0.01ms
CPCV

定抵抗 (CR) 動作モード項目±1.5% of set

DUTY 設定
設定範囲（周波数設定時）※ 5 設定分解能
時間設定

定電流 (CC) 動作モード

1Hz 〜 99.9Hz : 0.1Hz
1kHz 〜 9.99kHz : 10Hz ※ 4

設定確度※ 1: 0V 入力から動作しますが、設定した抵抗値に相当する電流が流れるためには、1V 以上必要です。

1Hz 〜 1kHz
100Hz 〜 999Hz : 1Hz ※ 4

0A 〜 200A
0A 〜 66A

前面

LSA-1000

設定範囲 CC、CR、 1Hz 〜 20kHz
CPCV

0V 〜 150V※1LSA-330

直線性

2% of fs

マスター・スレーブ並列運転
項目

LSA-165

接続台数

最大 5 台（マスター機を含む）

同一モデル間でのみ、マスタースレーブ並列運転ができます。

LSA-330

LSA-1000外部コントロールOCP(Over Current Protection)、OCL(Over Current Limit)

項目

LSA-165

機能LOAD ON/OFF、スイッチング Main/Sub、電流レンジ H/M/L の切換え

LSA-330

LSA-1000

電流モニター出力
LSA-165

モニター電圧0A 〜定格電流にて、0V 〜 10V

モニター確度±1% of fs

LSA-330

LSA-1000
L レンジ

項目

L レンジ

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

測定範囲

0.00A 〜 33.00A

0.00A 〜 66.00A

0.0A 〜 200.0A

測定分解能

10mA

10mA

100mA

測定範囲

0.000A 〜 3.300A

0.000A 〜 6.600A

0.00A 〜 20.00A

測定分解能

1mA

1mA

10mA

測定範囲

0.0mA 〜 330.0mA

0.0mA 〜 660.0mA

0mA 〜 2000mA

測定分解能

0.1mA

0.1mA

1mA測定確度 (23℃ ±5℃にて )±（0.2% of rdg + 0.3% of fs）

測定回数2回/秒

項目

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

H レンジ 10×N mA ※ 6100×N mA ※ 6

M レンジ NmA ※ 610×N mA ※ 6

L レンジ 0.1×NmA ※ 6N mA ※ 6

測定回数2回/秒※ 6: N は、マスタースレーブ並列運転時の接続台数です。

項目

150V レンジ

LSA-165

LSA-330

測定範囲

0.000V 〜 14.999V

測定分解能1mV

測定確度(23℃ ±5℃にて )±（0.03% of rdg + 0.06% of fs）

測定範囲

15.00V 〜 150.00V

測定分解能10mV

測定確度(23℃ ±5℃にて )±（0.03% of rdg + 0.03% of fs）

ヒステリシス

14.98V

温度係数±（0.003% of rdg + 0.003% of fs）/℃

測定回数

2回/秒

LSA-1000

項目

LSA-330

LSA-1000

0.0W 〜 165.0W

0.0W 〜 330.0W

0W 〜 1000W

測定範囲
測定分解能

100mW

M レンジ

測定範囲

0.00W 〜 16.50W

測定分解能

10mW

測定範囲

0.000W 〜 1.650W

測定分解能

1mW

測定回数

1W
0.00W 〜 33.00W

0.0W 〜 100.0W
100mW

0.000W 〜 3.300W

0.00W 〜 10.00W
10mW

2回/秒

項目

LSA-165

LSA-330

設定範囲

OFF、-0.5V 〜 150V

設定分解能

0.01V

設定確度
(23℃ ±5℃にて )±（0.1% of set + 30mV）

LSA-1000

0.00A 〜 6.92A0.00A 〜 21.00A

10mA
0.000A 〜 0.692A

0.000A 〜 2.100A

設定範囲

0.000A 〜 0.346A

設定分解能

1mA

項目

±(0.2% of set + 0.3% of fs)

LSA-165

パルス入力によりシーケンス動作を切換（内部コモンと共通）

TRRIGER OUT

ダイナミック動作時の切換わり時、シーケンス動作時の切換わり時にパルスを出力（内部コモンとは絶縁）

LSA-330

LSA-1000

シーケンス機能項目

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

最大設定数

1018

設定時間

10μs 〜 999h59m、PAUSE（一時停止）、PASS（通過）

設定分解能

10μs

サイクル数

1 回 〜 9999 回、INF（無限回）

各登録内容

設定、時間

内部メモリへの設定方法

パネル面より設定、または、外部インタフェース（オプション）によりコンピュータで設定

アプリケーションソフトにより各項目の設定が可能です。

項目

LSA-165

過電圧

約 160V 以上の入力にてロードオフ

過電流

定格電流 ( 各機種、各電流レンジ ) 超える入力にてロードオフ

過熱

本器内部の放熱器が約 110℃以上になったときにロードオフ

逆接続

逆電圧入力にてロードオフ、本器内部 MOSFET のボディダイオードとヒューズによる

LSA-330

LSA-1000

外部入力

背面入力端子からアラーム信号を入力されたときにロードオフ

内部 ROM

本器内部の ROM に異常があった時

内部 DSP

本器内部の DSP に異常があった時

IF ボードインタフェース (IF) ボード ( オプション ) に異常があった時

前面過電流

66A を超える入力にてロードオフ（前面入力端子において、、LSA-165、LSA-330 はのぞく）

項目

LSA-165

使用温度

0℃ 〜 40℃

使用湿度

20% 〜 85%RH( ただし、結露しないこと )保存温度-20℃ 〜 60℃

保存湿度20% 〜 85%RH( ただし、結露しないこと )電源電圧

AC100V 〜 AC240V

電源周波数50Hz / 60Hz

消費電力70VA

LSA-330

75VA

LSA-1000

130VA

一次 - 筐体

AC1500V 1 分間

一次 - 二次

AC2300V 1 分間

一次 - 筐体

DC500V 10MΩ 以上

一次 - 筐体

DC500V 10MΩ 以上

H×W×D

124×140×383

124×140×383

124×421.5×383

H×W×D( 最大 )148.4×141.8×446.1

148.4×141.8×446.1

140.8×423.3×449

約 4.6kg

約 5.5kg

約 12.3kg

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

冷却方式
寸法 (mm)

前面ファン、後方排気による強制空冷

質量
使用環境、一般仕様

OPP(Over Power Protection)、OPL(Over Power Limit)

L レンジ

0.00A 〜 3.46A

設定分解能

TRIGGER IN

絶縁抵抗

UVP(Under Voltage Protection)

M レンジ

設定範囲

項目

絶縁耐圧

測定電流・電圧を乗算して表示します。

H レンジ

0.1A

使用環境、一般仕様
LSA-165

H レンジ

150V レンジ

0.0A 〜 210.0A

設定分解能

ハードウェアアラームが出た場合、そのまま使い続けずに、速やかに供給源の電源、本器の電源を切り、配線も外してください。

直流電力測定 ( 電力表示 )L レンジ

LSA-1000

0.0A 〜 69.2A

本器異常状態通知機能 ( ハードウェアアラーム )直流電圧測定 ( 電圧表示 )15V レンジ

LSA-330

0.0A 〜 34.6A

TRIGGERステップ

加算電流測定測定分解能

LSA-165
設定範囲

設定確度 (23℃ ±5℃にて )直流電流測定 ( 電流表示 )

M レンジ

H レンジ
M レンジ

項目

H レンジ

項目

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

項目

設定範囲

0W 〜 173W

0W 〜 346W

0W 〜 1050W

共通部

コントロール機能

設定分解能

1W

2W

6W

コマンド

IEEE488.2-1992 共通コマンド対応および機器固有コマンド使用

設定確度(23℃ ±5℃にて )±(0.5% of set + 1% of fs)

GP-IB 部仕様

IEEE488.1-1987 準拠

設定範囲

0W 〜 17.3W

0W 〜 34.6W

0W 〜 105.0W

インタフェース
ファンクション

SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT0、C0、
E1

設定分解能

0.1W

0.2W

0.6W

仕様

設定確度
(23℃ ±5℃にて )±(0.5% of set + 1% of fs)

USB Revision2.0 フ ル ス ピ ー ド（USB1.1 準 拠 ）、12Mbps、専用デバイスクラス

設定範囲

0W 〜 1.73W

0W 〜 3.46W

0W 〜 10.50W

設定分解能

0.01W

0.02W

0.06W

設定確度
(23℃ ±5℃にて )±(0.5% of set + 1% of fs)

USB 部

RS-232C 部

負荷装置各機能の設定、測定値の読み出しが可能

コネクタ形状USB シリーズ B

電源供給

セルフパワーのみ仕様

RS-232C 準拠、フロー制御無し

データ転送速度57600bps

データビット

データ：8[bit]、ストップビット：1[bit]、パリティ：無し

コネクタ形状RJ-11（6 ピン モジュラー）
モジュラーケーブル CB-06xxS（別売）と D サブモジュラー変換コ
ネクタ TA-66（別売）を使用して D-sub9 ピンメスに変換可能。

■外観図
LSA-165
LSA-330

2526

29.5

φ78.9

φ12φ3

18.6

15.5

66

69.4

1215.8

φ24.4

φ23124

2

φ27.4

φ203

φ2048

53.1

292

27.5

25.5

35.6

383

110
140

LSA-1000

5030

φ12.5

φ125

φ32069.9

18.6

15.5

66

12415.8φ27.4

φ24.4
φ23

φ20373.5

φ204866.5

421.5

341.1
27.5

366.5

300.6
38338.5■ オプション
モジュラーケーブル

ラックマウント・アダプタ（JIS)￥3,500（税抜価格）￥18,000（税抜価格）

CB-0603S （0.3ｍ）
CB-0615S （1.5ｍ）

GP-IB/USB/RS-232Cコントロールボード

IF-80GUR￥30,000（税抜価格）

RM-608J※取付金具RJ-608シリーズもお買い求めください。

Dサブ25pin-モジュラー変換コネクタ￥3,500（税抜価格）

ラックマウント・アダプタ（EIA)￥3,500（税抜価格）（3ｍ）￥4,500（税抜価格）

CB-0630S￥17,000（税抜価格）

TA-60

CB-06100S （10ｍ）￥12,000（税抜価格）

RM-608E※取付金具RJ-608シリーズもお買い求めください。

ラックマウント取付金具（1台分）

RJ-608-1/3￥2,500（税抜価格）※LSA-165、LSA-330用

GP-IBケーブル2m

Dサブ9pin-モジュラー変換コネクタ

パラレル接続信号ケーブル￥12,500（税抜価格）￥4,200（税抜価格）￥2,500（税抜価格）

CB-2420P

2013.12.18 JLSA1312H (TTC000) Printed in Japan.

TA-66

OP-22P

ラックマウント取付金具

RJ-608-1/2￥3,500（税抜価格）※LSA-1000用。RJ-608-1/2を2個使用します。