プログラマブル直流電子負荷装置
PEL-2000A シリーズ

プログラミングマニュアル

ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

2023 年 11 月
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版は当社 HP(https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
当社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。取扱説
明書に付属の記述があっても添付されていない場合があります。
Good Will Instrument Co., Ltd.
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng City, Taipei County 236, Taiwan.

インタフェースの概要

目次
インタフェースの概要 ................................................................... 3

リアパネルの概要 .................................................. 4
PEL-2004A ............................................................. 4
PEL-2002A ............................................................. 4
USB インタフェースの設定 ..................................... 5
RS-232C インタフェース設定 ................................. 6
GP-IB インタフェース設定 ...................................... 8
LAN インタフェース設定 ......................................... 9
コマンドの概要 ........................................................................... 11

コマンド構文 ......................................................... 12
コマンドの機能順リスト ......................................... 15
コマンド詳細 .............................................................................. 23

共通コマンド ......................................................... 24
実行中止コマンド ................................................. 30
チャンネルコマンド ................................................ 31
設定コマンド ......................................................... 36
ユーティリティコマンド ........................................... 51
CC モードコマンド ................................................ 61
読み込みコマンド ................................................. 74
負荷コマンド ......................................................... 78
測定コマンド ......................................................... 82
モードコマンド ...................................................... 86
自動 OCP テストコマンド ...................................... 87
プログラム機能コマンド ......................................... 95
CR モードコマンド ...............................................104
実行コマンド ........................................................116
負荷モジュール表示コマンド ................................ 117
1

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Go/NoGo コマンド .............................................. 119
ステータスコマンド .............................................. 126
CV モードコマンド ............................................... 134
CP モードコマンド ............................................... 141
システムコマンド ................................................. 146
メモリーコマンド .................................................. 149
シーケンス機能コマンド ...................................... 155
グローバルコマンド ............................................. 166
コマンドエラーコード ........................................... 168
ステータスレジスタ ................................................................... 169

概要 .................................................................. 170
Channel Status ....................................................172
Channel Summary .............................................. 173
Questionable Status ............................................174
Output Queue .....................................................176
Standard Event Status .........................................176
Status Byte Register ........................................... 177
Service Request Register .................................... 178

2

インタフェースの概要

インタフェースの概要
このマニュアルは、PEL-2000A のリモートコマンド機
能の使用方法とコマンドの詳細を記載しています。
概要の章では、USB/RS-232C/LAN/GPIB リモート制
御インタフェースの設定方法について説明します。

リアパネルの概要 .................................................. 4
PEL-2004A ............................................................. 4
PEL-2002A ............................................................. 4
USB インタフェースの設定 ..................................... 5
RS-232C インタフェース設定 ................................. 6
GP-IB インタフェース設定 ...................................... 8
LAN インタフェース設定 ......................................... 93

PEL-2000A プログラミングマニュアル

リアパネルの概要
PEL-2004A
Go/NoGo
OutputGPIB
GO / NG OUTPUT

RS232C

RS232CSER. NO. LB

FRAME CONT

GPIB

1

2

USB-B
terminal

Disconnect power cordAC

before replacing fuse.
Débranchez le cordon

100 - 120 VAC

d'alimentation avant de

200 - 240 VAC

remplacer le fusible.

47 - 63 Hz
250 VA MAX.

CH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

1

1

1

1

STRIP GAUGECH CONT 4

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

1

1

1

1

10.0 mm

REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
T 3.15A 250V

AWG 24USB-A
terminal
Power switch,
ChannelPower Socket, Fuse Control, 1~8

Frame Control 1,2

PEL-2002A
Go/NoGo
OutputGPIB

GO / NG OUTPUT

RS232C

RS232CSER. NO. LB

FRAME CONT

GPIB
USB-B
terminal

12

Disconnect power cord
before replacing fuse.
Débranchez le cordon
d'alimentation avant deremplacer le fusible.

AC
100 - 120 VAC
200 - 240 VAC
47 - 63 Hz
150 VA MAX.
STRIP GAUGE
10.0 mm

CH CONT 4

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

1

1

1

1

AWG 24
REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
T 3.15A 250V

USB-A
terminal
Frame Control 1,2

ChannelControl, 1~4Power switch,
Power Socket, Fuse

上図は、インタフェーススロットに GP-IB インタフェースボード(PEL-001)
が装着された物です。LAN の場合は LAN インタフェースボード(PEL-016)
を装着します。

4

インタフェースの概要

USB インタフェースの設定
USB 接続PC 側コネクタ

Type A, hostPEL-2000A 側コネクタ

Type B, device

Speed

1.1/2.0(full speed)

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Interface
Interface(F3) key を押すと、Interface
F1
F3
メニュー
メニュー表示になります。
3 Interface を Selector knob または Enter を押してor ENTER
USB に設定 Interface を USB に設定します。
UTILITY~

05/04/22
16 : 50

F5

USB

LOAD

InterfaceUSB

O

SystemInfo

Load

Interface

Other
Time Set Configure

4 USB ケーブル USB ケーブルを背面の USB-B ポー
接続
トに接続します。
5 ドライバーのイ PC が USB ドライバーを要求したら、inf ファイルを指ンストール定します。通常は自動認識です。USB ドライバは当社の HP からダウンロードできます。
6
PC で、MTTTY などの通信アプリケーションを実行します。 COM ポート番号は、PC のデバイスマネージャ
で確認してください。

5

PEL-2000A プログラミングマニュアル
7 通信確認ターミナル アプリケーションを介してこのクエリ コマンドを実行します。行末は LF を付加します。
*idn?
このコマンドは、製造元、モデル番号、シリアル番号、およびファームウェア バージョンを次の形式で返します。
GW,PEL-2002A,00000001,V3.01
コマンド インタフェースの設定が完了しました。 詳細については、他の章を参照してください。

RS-232C インタフェース設定
RS-232C 接続
パラメータ

コネクタ
Mode

D サブ 9 ピン, メス
RS232

Baud Rate
Data Bit
ParityStop Bit

2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400
8 bits (固定)None / Odd / Even
1 bit / 2 bits

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Interface
Interface(F3) key を押すと、Interface
F1
F3
メニュー
メニュー表示になります。
3 Interface
Interface が UART でない場合は、設定
Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Interface を RS232 に設定します。

UTILITY~

Interface
4 Interface
確定
5 パラメータ
設定
6

RS232

Selector knob または Enter を押してor ENTERInterface を RS232 に確定します。
O Parity, Stop Bit
Selector knob を使用し、Baud Rate,を設定します。

F5

インタフェースの概要

6 コネクタ接続

GTL-232 ケーブルをリアパネル RS232portに接続します。

7 端末アプリ確認

MTTTY などの端末アプリケーションを実行します。
COM port, Baud rate, Parity, Data bits, Stop bits を
手順 5 と同じに設定してください。
COM ポート番号は、PC のデバイスマネージャで確認
してください。

RS232C

8 ターミナルアプ ターミナルアプリケーションに、次の設定があることをリケーション 確認します。
確認
1. Baud rate: 手順 6 での設定(例 9600)
2. Com Port : PC のデバイスマネージャー設定
3. Parity : 手順 6 での設定(例 None)
4. Data bits: 手順 6 での設定(例 8bit)
5. Stop bits : 手順 6 での設定(例 None)
ノート
9 機能チェック

Baud Rate, Data Bits, Stop Bits, Parity は、PEL2000A シリーズと同じ設定にする必要があります。
ターミナル経由でこのクエリ コマンドを実行します。
行末には LF を付加します。
*idn?
これにより、製造元、モデル番号、シリアル番号、およびファームウェア バージョンが次の形式で返されます。
GW,PEL-2002A,00000001,V3.01

7

PEL-2000A プログラミングマニュアル

GP-IB インタフェース設定
準備
パラメータ

PEL-001 をフレームに装着します
Address
01~30

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Interface
Interface(F3) key を押すと、Interface
F1
F3
メニュー
メニュー表示になります。
3 Interface
Interface が GPIB でない場合は、設定
Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Interface を GPIB に設定します。

UTILITY~

05/04/22
16 : 50

GPIB

LOAD

Interface

GPIB

Address

01
O

SystemInfo

Load

Interface

Other
Time Set Configure

4 Address 番号 Selector knob または Enter を押して設定
Address 番号(1 - 30)を設定します。
5 ケーブル接続 GPIB ケーブルをリアパネル GPIB
port に接続します：24 ピンメス

8or ENTER

F5

インタフェースの概要
GP-IB の制約

・ 合計で最大 15 台のデバイス、20m のケーブル長、各デバイス間は 2m 以内
・ 各デバイスには、異なるアドレス番号
・ デバイスの 2/3 が、電源オン
・ ループまたは並列接続なし

LAN インタフェース設定
準備
基本操作
1 接続

PEL-016 をフレームに装着します。Socket ポートは
2268 となります。
説明参照
リアパネル LAN port と Hub またはLAN
PC と LAN ケーブルで接続します。
UTILITY

SHIFT key → HELP key の順番にkey を押します。
Interface(F3) key を押します。

2
3

SHIFT

F1
F3

4 Interface
Selector Knob を使用して、Interface
パラメータ選択 パラメータを Ethernet 選択とします。
05/04/22
16 : 50

~

F5

USB

LOAD

Interface

HELP+ CHAN

Ethernet

O

SystemInfo

4 Interface

LoadInterface

Other
Time Set Configure

Selector knob または Enter を押してor ENTER

パラメータ確定 Interface を Ethernet に確定します。

9

PEL-2000A プログラミングマニュアル
05/04/22
16 : 50

LOAD

Ethernet

Interface
Ethernet
Connetion status
OfflineMAC
24-22-00-D7-BA-CB
O
DHCP
ON
IP Address
172. 16. 5. 111
Subnet Mask
255. 255. 128. 0
SystemInfo

Load

Interface

Other
Time Set Configure

インジケータ「Ethernet」が緑色に変わり、接続状態がオンライン状態になることを確認します。
Ethernet
05/04/22
16 : 50LOAD

Interface
Ethernet
Connetion status
OnlineMAC
24-22-00-D7-BA-CB
O
DHCP
ON
IP Address
172. 16. 5. 111
Subnet Mask
255. 255. 128. 0
System
Info

10

Load

Interface

Other
Time Set Configureコマンドの概要

コマンドの概要
コマンドの概要の章には、すべての PEL-2000A コマ
ンドとコマンド クエリがリストされています。コマンド構
文のセクションでは、コマンドを使用するときの基本的なルールを記載しています。

コマンド構文 ......................................................... 12
コマンドの機能順リスト ......................................... 15

11

PEL-2000A プログラミングマニュアル

コマンド構文適合規格



コマンドタイプ

IEEE488.2, 1992 (完全互換)
SCPI, 1994 (一部互換性あり)

さまざまな計測器コマンドとクエリが多数あります。 コ
マンドは命令またはデータを電子負荷に送信し、クエ
リは電子負荷からデータまたはステータス情報を受信
します。
タイプ
単一

パラメータあり/なしの単一コマンド*OPC

例複合

コロン (:) で区切られた 2 つ以上のコマンド (パラメータあり/なし)
UTILITY:SOUND 1

例
クエリ

クエリは、疑問符 (?) が後に続く単純なコマンドまたは複合コマンドです。 パラメータ（データ）が返されます。
UTILITY:SOUND?

例
コマンド形式コマンドとクエリには、Long 形式と Short 形式の 2 種類の形式があります。 コマンド構文は、コマンドのShort 形式を大文字で、Long 形式の残りの部分を小文字で記述します。

Long
FETCh:VOLTage?
Short Short
コマンドは、Short 形式または Long 形式が完全である限り、大文字または小文字で記述できます。 不完
全なコマンドは認識されません。

12

コマンドの概要

以下に、正しく書かれたコマンド例を記載します。
FETCh:VOLTage?
FETCH:VOTAGE?
LONG 形式
fetch:voltage?
FETC:VOLT?
fetc:volt?
SHORT 形式
角括弧 [ ]

角括弧を含むコマンドは、内容がオプションであることを意味しています。 コマンドの機能は、以下に示すよ
うに、角括弧で囲まれた項目があってもなくても同じです。
Example::LOAD[:STATe]=:LOAD:STATe=:LOAD

コマンド形式:PROGram:CHAin <NR1>LF
1

2

3

4

1: コマンド ヘッダー
2: シングルスペース
3: パラメータ
4: メッセージ ターミネータ
パラメータ

タイプ
<Boolean>

説明
ブール論理

例
0, 1

<NR1>

整数

0, 1, 2, 3

<NR2>

小数

0.1, 3.14, 8.5

<NR3>

浮動小数点

<NRf>

NR1、2、3 のいずれか

4.5e-1,8.25e+1
1, 1.5, 4.5e-1<NRf+>

パラメータの MIN(最小) および MAX(最大) 制限を含む
NRf タイプ。

1, 1.5, 4.5e-1
MAX, MIN

13

PEL-2000A プログラミングマニュアル<aard>

任意の ASCII 文字。

<block data> IEEE-488.2 Binary block data
block data は、次の 5 つの部分で構成されます。
#216<16_bytes_data><NL>
ab c

d

e

a: 初期化文字 (#)
b: バイト数の桁長（ASCII）
c: バイト数
d: バイナリーデータ
e: 改行文字メッセージ
ターミネータ

LF^END

END メッセージ付き改行コード(16 進
数 0A)

LF
改行コード
<dab>^END l END メッセージ付きの最後のデータ
バイト
ノート

14

設定分解能未満のパラメータを設定した場合、設定値は設定値に近い小さい値に切り捨てられます。
本機の受信バッファサイズは40kバイトです。 IEEE488.2 Binary block dataを一度にデータ変換して本機に送信しないでください。 予期しないエラーが発生する可能性があります。

コマンドの概要

コマンドの機能順リスト
共通コマンド*CLS ............................................................................24*ESE ............................................................................25*ESR? ..........................................................................25*IDN? ...........................................................................26*OPC ...........................................................................26*RCL ............................................................................27*RDT? ..........................................................................27*RST ............................................................................27*SAV ............................................................................28*SRE ............................................................................28*STB? ..........................................................................29*TST? ..........................................................................29

実行中止コマンド :ABORt ........................................................................30
チャンネル
コマンド

:CHANnel[:LOAD] ......................................................31:CHANnel:ACTive ......................................................32:CHANnel:SYNCon ...................................................32:CHANnel:SYNCon:ALL ...........................................33:CHANnel:ID? .............................................................33:CHANnel:DISPlay ....................................................34:CHANnel:MEMO ......................................................34:MEMO ........................................................................35

設定コマンド:CONFigure:VOLTage:ON .......................................37:CONFigure:VOLTage:RANGe................................38:CONFigure:VOLTage:LATch ..................................39:CONFigure:AUTO:LOAD ........................................39:CONFigure:AUTO:MODE .......................................40:CONFigure:SOUNd ..................................................40:CONFigure:REMote .................................................41
15

PEL-2000A プログラミングマニュアル:CONFigure:ALARm:MASTer .................................. 41:CONFigure:ALARm:SLAVe .................................... 41:CONFigure:SAVE..................................................... 42:CONFigure:LOAD .................................................... 42:CONFigure:PROTection:CURRent:STATe .......... 43:CONFigure:PROTection:CURRent:LEVel ............ 43:CONFigure:PROTection:VOLTage:STATe .......... 44:CONFigure:PROTection:VOLTage:LEVel ............ 45:CONFigure:PROTection:POWer:STATe .............. 45:CONFigure:PROTection:POWer:LEVel ................ 46:CONFigure:PROTection:UVP:CLEar .................... 47:CONFigure:PROTection:UVP:LEVel ..................... 47:CONFigure:RESPonse ............................................ 48:CONFigure:RESEt ................................................... 48:CONFigure:GROup:UNITs ..................................... 48:CONFigure:GROup:MODE ..................................... 49
ユーティリティコマンド

16:UTILity:AUTO:LOAD ................................................ 51:UTILity:AUTO:MODE ............................................... 52:UTILity:SOUNd ......................................................... 52:UTILity:REMote ........................................................ 53:UTILity:REMote:MODE ........................................... 53:UTILity:TIME ............................................................. 54:UTILity:LOAD ............................................................ 55:UTILity:IDENtify ........................................................ 55:UTILity:FRAMe ......................................................... 56:UTILity:HIGH:RESolution ........................................ 56:UTILity:SYSTem:MODE .......................................... 57:UTILity:VOLTage:LATCh:CLEar ............................ 57:UTILity:MEASure:PERiod ....................................... 58:UTILity:JOG:SHUTTLE:CONTrol........................... 59:UTILity:RVP:LOAD:OFF.......................................... 59

コマンドの概要
CC モードコマンド :CURRent:STATic:RECall ........................................61:CURRent:STATic:L1/L2 ..........................................62:CURRent:STATic:RISE/FALL ................................63:CURRent:STATic:LOW:AVALue/BVALue ............64:CURRent:STATic:LOW:RISE/FALL ......................64:CURRent:STATic:HIGH:AVALue/BVALue ...........65:CURRent:STATic:HIGH:RISE/FALL .....................66:CURRent:DYNamic:L1/L2.......................................66:CURRent:DYNamic:RISE/FALL .............................67:CURRent:DYNamic:T1/T2 ......................................68:CURRent:DYNamic:LOW:L1/L2 ............................69:CURRent:DYNamic:LOW:RISE/FALL...................69:CURRent:DYNamic:LOW:T1/T2 ............................70:CURRent:DYNamic:HIGH:L1/L2 ............................71:CURRent:DYNamic:HIGH:RISE/FALL ..................71:CURRent:DYNamic:HIGH:T1/T2 ...........................72
読み込みコマンド :FETCh:VOLTage? ....................................................74:FETCh:CURRent? ....................................................74:FETCh:POWer?........................................................75:FETCh:STATus? ......................................................75:FETCh:ALLVoltage? ................................................76:FETCh:ALLCurrent? ................................................76:FETCh:ALLPower? ..................................................77
負荷コマンド:LOAD[:STATe] ..........................................................78:LOAD:SHORt[:STATe] ............................................79:LOAD:SHORt:KEY ...................................................79:LOAD:PROTection? .................................................80:LOAD:PROTection:CLEar .......................................80:LOAD:TIME? .............................................................80:LOAD:DELay .............................................................81:LOAD:TYPE ..............................................................81

17

PEL-2000A プログラミングマニュアル
測定コマンド:MEASure:VOLTage? ............................................... 82:MEASure:CURRent? ............................................... 82:MEASure:POWer? ................................................... 83:MEASure:INPut ........................................................ 83:MEASure:SCAN ....................................................... 83:MEASure:ALLVoltage?............................................ 84:MEASure:ALLCurrent? ............................................ 84:MEASure:ALLPower? .............................................. 85

モードコマンド:MODE ........................................................................ 86

自動 OCP テスト :OCP:EDIT:CHANnel? .............................................. 87:OCP:CHANnel:RANGe ........................................... 88
コマンド:OCP:CHANnel:STARt ............................................. 88:OCP:CHANnel:END ................................................. 89:OCP:CHANnel:STEP:CURRent............................. 89:OCP:CHANnel:LAST ............................................... 90:OCP:CHANnel:STEP:TIME .................................... 90:OCP:CHANnel:DELay ............................................. 91:OCP:CHANnel:TRIGger .......................................... 91:OCP:CHANnel:KEEP .............................................. 92:OCP:CHANnel:ACTive ............................................ 92:OCP:STATus? .......................................................... 93:OCP:SAVE ................................................................ 93:OCP:RUN .................................................................. 93:OCP:RESult? ............................................................ 94
プログラム機能
コマンド

18:PROGram:STATe .................................................... 95:PROGram:FILE ........................................................ 96:PROGram:SEQuence.............................................. 97:PROGram:MEMory .................................................. 97:PROGram:SEQuence:MODE ................................ 97:PROGram:ONTime .................................................. 98:PROGram:OFFTime ................................................ 98

コマンドの概要:PROGram:PFTime ...................................................99:PROGram:SEQuence:SHORt:TIME .................. 100:PROGram:SEQuence:SHORt:CHANnel ........... 100:PROGram:CHAin:STARt ...................................... 101:PROGram:CHAin .................................................. 101:PROGram:ACTive ................................................. 102:PROGram:SAVE ................................................... 103:PROGram:RUN ..................................................... 103
CR モードコマンド :RESistance:STATic:RECall ................................. 104:RESistance[:STATic]:L1/L2 ................................. 105:RESistance[:STATic]:RISE/FALL ....................... 105:RESistance:STATic:LOW:AVALue/BVALue ..... 106:RESistance:STATic:LOW:RISE/FALL................ 107:RESistance:STATic:HIGH:AVALue/BVALue .... 108:RESistance:STATic:HIGH:RISE/FALL ............... 108:RESistance:DYNamic:L1/L2 ................................ 109:RESistance:DYNamic:RISE/FALL ...................... 110:RESistance:DYNamic:T1/T2 ............................... 111:RESistance:DYNamic:LOW:L1/L2 ...................... 111:RESistance:DYNamic:LOW:RISE/FALL ............ 112:RESistance:DYNamic:LOW:T1/T2 ..................... 113:RESistance:DYNamic:HIGH:L1/L2 ..................... 113:RESistance:DYNamic HIGH:RISE/FALL ........... 114:RESistance:DYNamic:HIGH:T1/T2 .................... 115
実行コマンド:RUN ......................................................................... 116

負荷モジュール
表示コマンド:SHOW[:DISPlay] dual channel ............................ 117:SHOW[:DISPlay] single channel ......................... 118

19

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Go/NoGoコマンド:SPECification:TEST ...............................................119:SPECification:DELay .............................................120:SPECification:UNIT ................................................120:SPECification:VOLTage:H ....................................121:SPECification:VOLTage:L .....................................121:SPECification:VOLTage:C ....................................121:SPECification:CURRent:H ....................................122:SPECification:CURRent:L .....................................122:SPECification:CURRent:C ....................................123:SPECification[:PASS]? ..........................................123:SPECification[:PASS]:CHANnel? ........................124:SPECification[:PASS]:ALLCHANnel? .................124:SPECification[:PASS]:VOLTage? ........................124:SPECification[:PASS]:CURRent? ........................125

ステータス
コマンド

:STATus:CHANnel:CONDition? ............................126:STATus:CHANnel:ENABle ...................................127:STATus:CHANnel:EVENt? ...................................127:STATus:CHANnel:NTRansition/PTRansition .....128:STATus:CSUMmary:ENABle ...............................129:STATus:CSUMmary:EVENt? ...............................130:STATus:QUEStionable:CONDition? ...................130:STATus:QUEStionable:ENABle ...........................131:STATus:QUEStionable[:EVENt]? ........................131:STATus:QUEStionable:NTRansition/PTRansition ......................................132:STATus:PREset .....................................................133

20

コマンドの概要
CV モードコマンド :VOLTage:RECall ................................................... 134:VOLTage:L1/L2 ..................................................... 135:VOLTage:AVALue/BVALue ................................. 136:VOLTage:LOW:AVALue/BVALue ....................... 136:VOLTage:HIGH:AVALue/BVALue ...................... 137:VOLTage:IMEasure .............................................. 138:VOLTage:LOW:CURRent .................................... 138:VOLTage:HIGH:CURRent ................................... 139:VOLTage:MODE ................................................... 140
CP モードコマンド :POWer:RECall ....................................................... 141:POWer:L1/L2 ......................................................... 142:POWer:LOW:AVALue/BVALue ........................... 142:POWer:HIGH:AVALue/BVALue .......................... 143:POWer:CURRent .................................................. 144:POWer:LOW:CURRent ........................................ 144:POWer:HIGH:CURRent ....................................... 145
システムコマンド :SYSTem:ERRor? .................................................. 146:SYSTem:VERSion? .............................................. 146:SYSTem:SETup .................................................... 147:SYSTem:KLOCk? ................................................. 147:SYSTem:KEYLock:MODE? ................................. 148
メモリーコマンド:MEMory:SAVE:PREset ........................................ 149:MEMory:RECall:PREset ....................................... 149:MEMory:SAVE:ALLPreset ................................... 150:MEMory:RECall:ALLPreset .................................. 150:MEMory:SAVE:PROGram ................................... 150:MEMory:RECall:PROGram .................................. 151:MEMory:SAVE:SETup .......................................... 151:MEMory:RECall:SETup ........................................ 151:MEMory:FILE:PRESet .......................................... 152:MEMory:FILE:PROGram ...................................... 152
21

PEL-2000A プログラミングマニュアル:MEMory:FILE:SETup .............................................153:MEMory:FILE:SEQuence ......................................153
シーケンス機能コマンド:SEQuence:END ......................................................155:SEQuence:EDIT:POINt .........................................156:SEQuence:POINt:CURRent .................................156:SEQuence:POINt:RESistance .............................157:SEQuence:POINt:TIME .........................................158:SEQuence:POINt:RISE/FALL ..............................158:SEQuence:REPeat ................................................159:SEQuence:LOOP:STARt ......................................159:SEQuence:END:LOAD ..........................................160:SEQuence:VOLTage:RANGe ..............................161:SEQuence:CHANnel:TIME ...................................161:SEQuence:TRIGger:OUT .....................................162:SEQuence:TRIGger:IN:CHANnel ........................163:SEQuence:TRIGger:IN ..........................................164:SEQuence:SAVE ...................................................164:SEQuence:STATe ..................................................164:SEQuence:RUN .....................................................165

グローバル
コマンド

:GLOBal:CONFigure:VOLTage:RANGe ..............166:GLOBal:LOAD:SHORt ...........................................166:GLOBal:MODE .......................................................167:GLOBal:LOAD:[STATe].........................................167

22

コマンド詳細コマンド詳細コマンドの詳細の章では、各コマンドの詳細な構文、同等のパネル操作、および例を示します。 すべてのコ
マンドのリストについては、15 ページを参照してください。

共通コマンド ......................................................... 24
実行中止コマンド ................................................. 30
チャンネルコマンド ................................................ 31
設定コマンド ......................................................... 36
ユーティリティコマンド ........................................... 51
CC モードコマンド ................................................ 61
読み込みコマンド ................................................. 74
負荷コマンド ......................................................... 78
測定コマンド ......................................................... 82
モードコマンド ...................................................... 86
自動 OCP テストコマンド ...................................... 87
プログラム機能コマンド ......................................... 95
CR モードコマンド ...............................................104
実行コマンド ........................................................116
負荷モジュール表示コマンド ................................ 117
Go/NoGo コマンド ..............................................119
ステータスコマンド ............................................... 126
CV モードコマンド ................................................134
CP モードコマンド ................................................141
システムコマンド ..................................................146
メモリーコマンド ...................................................149
シーケンス機能コマンド ....................................... 155
グローバルコマンド ..............................................166

23

PEL-2000A プログラミングマニュアル

共通コマンド*CLS ................................................................................. 24*ESE................................................................................. 25*ESR? .............................................................................. 25*IDN? ............................................................................... 26*OPC ................................................................................ 26*RCL................................................................................. 27*RDT? .............................................................................. 27*RST................................................................................. 27*SAV................................................................................. 28*SRE ................................................................................ 28*STB?............................................................................... 29*TST? ............................................................................... 29

Status Command

*CLS
説明

構文

Register およびエラーのクリア:
Channel Status Register
Channel Summary Register
Questionable Status Register
Standard Events Register
Operation Status Register
Error Queue*CLS コマンドがプログラム メッセージ ターミネータ<nl> に続く場合、以下がクリアされます。
出力待ちキュー
詳しくは 169 ページをご覧ください。
*CLS

構文例

*CLS

24

コマンド詳細

Status Command

*ESE
説明

構文

Standard Event Status Enable コマンドは、Standard Event Status Event register(ESE)のどのイベントが Status Byte register の Event Summary
Bit(ESB) を設定できるかを決定します。 1 に設定されたビット位置は、対応するイベントを有効にします。
有効なイベントは、Status Byte register のビット 5(ESB) を設定します。 詳しくは 177 ページをご覧ください。
*ESE <NRf>

パラメータ

<NRf>

Bit(s) Set <NRf>
OPC
DDE

構文例

1
8
*ESE 40

クエリ構文

*ESE?

応答パラメータ<NR1>

Bit(s) Set

<NR1>

QYE
クエリ例

1
8
*ESE?
32

OPC
DDE

16
EXE
32
CME
ESE レジスタの設定を返します。 ここでは CME が有効になっています。

16
EXE
32
CME
標準 ESE レジスタに CMEおよび DDE イベントを設定します。
Bit(s) Set

Status Command

*ESR?
説明

Bit(s) Set

クエリ構文

Standard Event Status Register を読み取ります。 このコマンドは、Standard Event Status Register もクリアします。 詳しくは 176 ページをご覧ください。
*ESR?

応答パラメータ<NR1>

Bit(s) Set <NR1>

Bit(s) Set

1
8

OPC
DDE

EXE
CME

16
32

25

PEL-2000A プログラミングマニュアル
クエリ例

戻り値は、Standard Event
Status Register のステータス
値です。

*ESR?
48

System Command

*IDN?
説明
クエリ構文

機器情報 を返します。
*IDN?

応答パラメータ<aard>

Example

Data

Data

GW
Manufacturer 00000001 Serial No.
PELModelV3.01
Firmware
2004A
Version*IDN?
メインフレーム識別文字
GW, PEL-2002A/2004A, 列を返します。
00000001, V3.01

Status Command

*OPC
説明

<aard>

構文

このコマンドは、メインフレームがすべての保留中の操作を完了した後、Standard Event Status Registerの OPC (操作コマンド ビット) ビット (ビット 0) を設定します。 詳しくは 176 ページをご覧ください。
*OPC

構文例

*OPC

クエリ構文

*OPC?

応答パラメータ

<NR1>
0

クエリ例

*OPC?
1

26

OPC ビット設定
操作
保留中

<NR1>
1

操作
完了

保留中のすべての操作が完了しました。

コマンド詳細

Status Command

*RCL
説明
構文

Recall Instrument State コマンドは、以前に保存したメモリー設定から機器設定を復元します。
*RCL <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

1~120
*RCL 1

System Command

*RDT?
説明

メモリー設定呼び出し
1~120
メモリー設定 1 呼び出し

クエリ構文

各チャネルの負荷モジュール種別を 、1～8 の順に返します。 フレームが存在しない場合は、0 が返されま
す。
*RDT?

応答パラメータ<aard>

搭載負荷チャンネル

2020L

PEL-2020A の
左チャンネル搭載チャンネルなし

0
クエリ例

*RDT?
CH1-2 と CH5-8 は0,0,2020L,2020R,0,0,0,0 未搭載
CH3-4 は PEL-2020A が搭載

Status Command

*RST
説明

ABORt、*CLS、および LOAD:PROT:CLE コマンドを強制することにより、メインフレームをリセットします。

構文

*RST

構文例

*RST

通信バッファ、アラーム状態、エラー情報を
クリアします。設定はクリアしません。
27

PEL-2000A プログラミングマニュアル

All Channels

*SAV
説明
構文

指定された保存スロットにデータ メモリーを保存します。
*SAV <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

1~120
*SAV 2

保存先番号
1~120
データメモリーを保存スロット 2 に保存しますStatus Command

*SRE
説明

構文

Service Request Enable コマンドは、Status Byte
Register are 内のどのイベントが MSS(Mastersummary bit) を設定できるかを決定します。 詳しくは
178 ページをご覧ください。
*SRE <NR1>

パラメータ

<NR1>

Bit(s) Set <NR1>

構文例

4
8
*SRE 12

CSUM
32
ESB
QUES
Service Request Enable register の
ビット CSUM および QUES を設定し
ます。

クエリ構文

*SRE?

応答パラメータ<NR1>

Bit(s) Set

4
8
*SRE?
32

CSUM
32
ESB
QUES
Service Request Enable Registerの設定を返します。 ここでは、 ESBが返されています。

クエリ例

28

<NR1>

Bit(s) Set

Bit(s) Set

コマンド詳細

Status Command

*STB?
説明

クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Status Query Byte Register を読み取ります。
*STB? コマンドはレジスタをクリアしません。
Master Summary Status bit (MSS) ビッがセットされている場合、サービス リクエストの理由があることを
示します。
*STB
<NR1>
2
4
8
*STB?
36

Status Command

*TST?
説明

クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

Bit(s) Set<NRf>
Bit(s) Set
ERR
32
ESB
CSUM
64
MSS
QUES
Status Byte Register のバイト クエリのステータスを返します。 ここでは、CSUM と ESB が返されます。

システムのセルフテストを実行し、すべてのテストに合格した場合は 0 を返します。 テストが失敗した場合は1 が返されます。
*TST?
<NR1>
0
*TST?
>0

Test result <NR1>
Test result
Pass
1
Fail
システムのセルフテストは合格です。

29

PEL-2000A プログラミングマニュアル

実行中止コマンドAll
Channel Command:ABORt説明構文

全ての負荷モジュールをオフにします。
:ABORt構文例:ABORt30

全ての負荷モジュールをオフコマンド詳細チャンネルコマンド:CHANnel[:LOAD] .......................................................... 31:CHANnel:ACTive .......................................................... 32:CHANnel:SYNCon ........................................................ 32:CHANnel:SYNCon:ALL ................................................ 33:CHANnel:ID? ................................................................. 33:CHANnel:DISPlay ......................................................... 34:CHANnel:MEMO ........................................................... 34:MEMO ............................................................................. 35:CHANnel[:LOAD]
説明

Channel SpecificCommand構文

コマンドを実行するチャンネルの選択し、選択チャンネ
ルと選択可能チャンネルを応答します。 このコマンド
は、表示画面のチャンネルを変更しません。
:CHANnel[:LOAD] <NR1>

パラメータ

<NR1>

クエリ構文

チャンネル選択
1~8
CH1 ~ CH8
MAX
CH8
MIN
CH1
:CHAN 1CH1 を特定のチャネルとして設定:CHAN:LOAD 1 します。
:CHANnel? [LIST]

応答パラメータ

<NR1>

構文例

1~8
LIST
クエリ例 1
クエリ例 2:CHAN?
1:CHAN? LIST
1, 2

選択されたチャンネル
CH1 ~ CH8
選択可能なチャネルを一覧表示
選択チャンネルは 1
CH1 と CH 2 が選択可能

31

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Channel SpecificCommand:CHANnel:ACTive
説明
構文

このコマンドは、他の計測器との互換性のみを目的としており、アクションはありません。
:CHANnel ACTive {ON|1|OFF|1}

パラメータ

ON/1

有効

OFF/0

無効

:CHAN:ACT ON

特定のチャネルを有効にします。

構文例:CHANnel:SYNCon
説明

Channel SpecificCommand構文

選択中のチャネルが同期(:RUN, :Abort)コマンドを受信できるようにします。また、その状態を応答します。
同期コマンド OFF 設定では、ロード モジュールをメイ
ンフレームから独立して制御できます。
:CHANnel:SYNCon {ON|1|OFF|0}

パラメータ

ON/1

同期コマンド ON 設定

同期コマンド OFF 設定:CHAN:SYNC ON 選択中のチャネルを同期コマ
ンド ON に設定
:CHANnel:SYNCon?
OFF/0

構文例
クエリ構文
クエリパラメータ

クエリ例

32

<NR1>
同期コマンド状態
0OFF
1
ON:CHAN:SYNC? チャンネルの同期コマンドはオフ
0コマンド詳細:CHANnel:SYNCon:ALL
説明

構文
パラメータ
構文例

:CHANnel:ID?
説明
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

All Channels

すべてのチャネルが同期(:RUN, :Abort)コマンドを受信できるようにします同期コマンド OFF 設定では、すべてのロード モジュールをメインフレームから独立して制御できます。
:CHANnel:SYNCon:ALL{ON|1|OFF|0}
同期コマンド ON 設定
同期コマンド OFF 設定:CHAN:SYNC:ALL ON
全てのチャネルが同期コ
マンドを受信できるように
設定
ON/1
OFF/0

Channel SpecificCommand
負荷モジュール 情報 を照会します。
:CHANnel:ID?
<aard>
Data<aard>Data
GW
Manufacturer 00000001 Serial No.
PEL2020 Channel load V3.01
FirmwareR
id
Version.
:CHAN:ID?
負荷モジュール情報の応
GW, PEL2020R,
答
00000001, V3.01

33

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:CHANnel:DISPlay
説明
構文

メインフレームのディスプレイで表示されるチャンネルを設定し、表示チャンネルを応答します。
:CHANnel:DISPlay <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

1~8
MAX

チャンネル表示CH1 ~ CH8
Last チャンネル

MIN

First チャンネル

クエリ構文

ディスプレイの表示チャンネルをCH1 に設定:CHANnel:DISPlay? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR1>:CHAN:DISP 1

1~8
MAX/MIN
クエリ例:CHAN:DISP?
1:CHANnel:MEMO
説明

チャンネル表示CH1 ~ CH8
表示チャンネルの最大値または最小値を応答チャネル 1 がディスプレイ上で表示

Channel SpecificCommand構文

ユーティリティメニューの「System Information」画面に表示される「memo」を作成または応答します。 この
Memo は、この特定のチャネルにのみ適用されます。
この Memo は、「System Information」画面のシリア
ル番号情報を置き換えます。
:CHANnel:MEMO <string>パラメータ<string>

構文例
クエリ構文

:CHAN:MEMO“Memo 内容” Memo 内容を送信:CHANnel:MEMO?

応答パラメータ<string>34

memo を含む文字列

memo を含む文字列

コマンド詳細
クエリ例:CHAN:MEMO?
Memo 内容

Memo を応答

Channel Specific
Query

:MEMO
説明

構文

ユーティリティメニューの「System Information」画面に表示される「memo」を作成または応答します。 この
memo はメインフレームに適用されます。 この memo
は、「System Information」画面のシリアル番号情報を置き換えます。
:MEMO <string>パラメータ<string>

構文例
クエリ構文

:MEMO “Memo 内容” Memo 内容を送信:MEMO?

応答パラメータ<string>

memo を含む文字列

クエリ例:MEMO?
Memo 内容

Memo を応答

Memo を含む文字列

35

PEL-2000A プログラミングマニュアル

設定コマンド:CONFigure:VOLTage:ON ............................................ 37:CONFigure:VOLTage:RANGe .................................... 38:CONFigure:VOLTage:LATch ...................................... 39:CONFigure:AUTO:LOAD ............................................. 39:CONFigure:AUTO:MODE ............................................ 40:CONFigure:SOUNd ...................................................... 40:CONFigure:REMote ..................................................... 41:CONFigure:ALARm:MASTer ...................................... 41:CONFigure:ALARm:SLAVe ......................................... 41:CONFigure:SAVE ......................................................... 42:CONFigure:LOAD ......................................................... 42:CONFigure:PROTection:CURRent:STATe ............... 43:CONFigure:PROTection:CURRent:LEVel ................ 43:CONFigure:PROTection:VOLTage:STATe ............... 44:CONFigure:PROTection:VOLTage:LEVel ................ 45:CONFigure:PROTection:POWer:STATe................... 45:CONFigure:PROTection:POWer:LEVel .................... 46:CONFigure:PROTection:UVP:CLEar......................... 47:CONFigure:PROTection:UVP:LEVel ......................... 47:CONFigure:RESPonse ................................................ 48:CONFigure:RESEt ........................................................ 48:CONFigure:GROup:UNITs .......................................... 48:CONFigure:GROup:MODE ......................................... 49

36

コマンド詳細:CONFigure:VOLTage:ON
説明

Channel SpecificCommand構文

Von 電圧値設定と応答をします。 Von 値は、負荷モジュールにより異なります。
:CONFigure:VOLTage:ON <NRf>[MV|V|KV]

パラメータ<NRf>[ MV|V|KV]

構文例

30MV
3
30V
:CONF:VOLT:ON 30MV

クエリ構文

Von 電圧値
30 mV
3V
30 V
Von 電圧を30mV に設定.
:CONFigure:VOLTage:ON?

応答パラメータ<NR2> I unit = I volt

クエリ例
ノート

Von 値(単位: V)
1
1V:CONF:VOLT:ON?
Von 値は、30mV(0.03V)
0.03
分解能は、選択した電圧範囲によって異なります。 詳
細については、PEL-2000Aのユーザー マニュアルを参照してください。
たとえば、500V バージョンには別の 125V 電圧範囲があります。
Vrange
500
125
80
16

Resolution(V)
2
0.2
0.32
0.064

37

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:CONFigure:VOLTage:RANGe
説明

CC モードの電圧レンジ(Vrange)設定と応答をします。

構文

電圧レンジ Highで設定したVon電圧が電圧レンジ
Lowの範囲を超えた場合、電圧レンジをLowに切り替
えたときに、自動的に電圧レンジLowの最大値に補正されます。電圧レンジのコマンドについては、下の表を参照してください。
High : MODE CVH
CVモード
Low : MODE CVLHigh : MODE CRH
CRモード
Low : MODE CRLHigh : CONF:VOLT:RANG H
CCモード
Low : CONF:VOLT:RANG L
High : CONF:VOLT:RANG H
CPモード
Low : CONF:VOLT:RANG L:CONFigure:VOLTage:RANGe <NRf>[V]|L|H

パラメータ<NRf>[ V] , L, H

電圧レンジ

16

電圧レンジ Low*

80V
L

電圧レンジ High*
電圧レンジ Low

H

電圧レンジ High

Note

クエリ構文

*負荷モジュールで異なります。PEL-2020A を表示。
:CONF:VOLT:RANG L チャネル電圧レンジを Lowに設定:CONFigure:VOLTage:RANGe?

応答パラメータ

<NR2>

電圧レンジ

16

電圧レンジ Low:
PEL-2020A, 2030A, 2040A
電圧レンジ High:PEL-2020A, 2030A, 2040A
電圧レンジ: Low PEL-2041A
電圧レンジ High: PEL-2041A

構文例

80
125
500
38

コマンド詳細
クエリ例:CONF:VOLT:RANG? 電圧レンジを応答。 この場
500
合、PEL-2041A の電圧レン
ジ HighChannel SpecificCommand:CONFigure:VOLTage:LATch
説明
構文

チャンネルの Von Latch ON/OFF を設定し、ON/OFF 状態を応答します。
:CONFigure:VOLTage:LATch{OFF|0|ON|1}

パラメータ{OFF|0|ON|1}

構文例

OFF/0
Von Latch OFF
ON/1
Von Latch ON:CONF:VOLT:LAT 1 Von Latch を ON 設定

クエリ構文:CONFigure:VOLTage:LATch?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

Von Latch

Von Latch 状態
0
OFF
1
ON
:CONF:VOLT:LAT? Von Latch ON を応答
1:CONFigure:AUTO:LOAD
説明

All channels

構文

起動時の Auto Load ON/OFF を設定し、ON/OFF 状
態を応答します。
:CONFigure:AUTO:LOAD {OFF|0|ON|1}

パラメータ{OFF|0|ON|1}

構文例

OFF/0
OFF
ON/1
ON
:CONF:AUTO:LOAD ON Auto Load ON に設定

クエリ構文:CONFigure:AUTO:LOAD?

応答パラメータ<NR1>
0
1

Auto Load

Auto Load 状態
OFF
ON
39

PEL-2000A プログラミングマニュアル
クエリ例:CONF:AUTO:LOAD? Auto Load は ON
1

:CONFigure:AUTO:MODE
説明
構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

起動時の Auto Load On を Load/Program に設定
し、Load/Program 状態を応答します。
:CONFigure:AUTO:MODE{PROGRAM|0|LOAD|1}{PROGRAM|0|LOAD|1} Auto Load On 設定
PROGRAM/0
PROGRAM
LOAD/1LOAD:CONF:AUTO:MODE 1 Auto Load On を
LOAD に設定:CONFigure:AUTO:MODE?
<NR1>
Auto Load On 状態
0
PROGRAM
1
LOAD:CONF:AUTO:MODE? Auto Load On は LOAD
1

:CONFigure:SOUNd
設定
構文

Channel SpecificCommand

UI(Key 操作および Knob 操作)サウンドの ON/OFFを設定し、ON/OFF 状態を応答します。
:CONFigure:SOUNd {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0
ON/1

構文例

:CONF:SOUND ON

クエリ構文:CONFigure:SOUNd?

応答パラメータ

<NR1>
0
1

40

All channels

サウンド OFF 設定
サウンド ON 設定
Configures the sound on.
SOUND 状態
OFF
ON

コマンド詳細
クエリ例

メインフレームと負荷モジュー
ルのサウンドは OFF:CONF:SOUN?
0:CONFigure:REMote
説明

All Channels

構文

全てのインタフェースのリモート コントロールを
ON/OFF 設定します。
:CONFigure:REMOTE {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

構文例

ON/1
:CONF:REM 1

OFF
ON
リモート コントロールを ON に設定:CONFigure:ALARm:MASTer
説明
構文
パラメータ

All Channels

Alarm Tone(M)の ON/OFF を設定し、ON/OFF 状態
を応答します。
:CONFigure:ALARm:MASTer{OFF|0|ON|1}

クエリ構文

OFF/0
OFF
ON/1
ON
:CONF: ALAR:MAST ON メインフレーム Alarm
Tone を ON に設定:CONFigure:ALARm:MASTer?

応答パラメータ

<NR1>

構文例

クエリ例

Alarm Tone(M)状態
0
OFF
1
ON
:CONF: ALAR:MAST? メインフレーム Alarm Tone
0は OFF 設定

:CONFigure:ALARm:SLAVe
説明
構文

All Channels

Alarm Tone(S)の ON/OFF を設定し、ON/OFF 状態
を応答します。
:CONFigure:ALARm:SLAVe{OFF|0|ON|1}
41

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ

クエリ構文

OFF/0
OFF
ON/1
ON
:CONF: ALAR:SLAV ON 負荷モジュールの Alarm
Tone を ON に設定:CONFigure:ALARm:SLAVe?

応答パラメータ

<NR1>

構文例

クエリ例

Alarm Tone(S)状態
0
OFF
1
ON
:CONF: ALAR:SLAV? 負荷モジュールの Alarm0
Tone は OFF 設定:CONFigure:SAVE
説明

All Channels

構文

このコマンドは、他の計測器との互換性のみを目的としており、本器での動作はありません。
:CONFigure:SAVE

構文例:CONF:SAVE

全てのチャネルの構成データを内部メモリーに保存します。
SystemCommand:CONFigure:LOAD
説明

構文

負荷モジュールの Slave knob 操作での設定値可変を Update/Old に設定し、Update/Old 状態応答をします。
:CONFigure:LOAD {OLD|0|UPDATED|1}

パラメータ

OLD/0

構文例

クエリ構文
応答パラメータ

42

Old

UPDATED/1
Updated:CONF:LOAD UPDATED 負荷モジュール Selector
knob 操作を Updated に設定:CONFigure:LOAD?
<NR1>
0
1

Update/Old を設定
Old
Updatedコマンド詳細
クエリ例:CONF:LOAD?
0

負荷モジュール Selector knob 操
作を OLD に設定:CONFigure:PROTection:CURRent:STATe
説明

Channel SpecificCommand

クエリ構文

選択中(特定)チャネルの OCP を ON/OFF/Clear を設定し、OCP 設定状態を応答します。
:CONFigure:PROTection:CURRent:
STATe {OFF|0|ON|1|CLEAR|2}
CLEAR/2
OCP 状態をクリア
OFF/0
OCP OFFON/1
OCP ON:CONF:PROT:CURR:STAT 1 OCP を ON に設定: CONFigure:PROTection:CURRent:STATe?

応答パラメータ

<NR1>

構文
パラメータ

構文例

クエリ例

現在の OCP 状態
0
OFF
1
ON
2
Clear
:CONF:PROT:CURR:STAT? OCP は ON 設定
1:CONFigure:PROTection:CURRent:LEVel
説明
構文
パラメータ

Channel SpecificCommand

選択中(特定)チャネルの OCP Level 値を設定し、OCP Level 値を応答します。
:CONFigure:PROTection:CURRent:LEVel <NRf>[A]|MIN|MAX<NRf>
OCP Level 値
.3
300mA
0.3A
300mA
300MA
300mA
MIN
OCP Level 最小値
MAX
OCP Level 最大値

43PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例
ノート:CONF:PROT:CURR OCP Level を最大値に設定:LEV MAX(PEL-2020A: 20.40A):CONFigure:PROTection:CURRent:LEVel?
[MIN|MAX]<NRf>
OCP Level 値、単位: A
1
1A
MAX/MIN
OCP Level 値の最大最小値:CONF:PROT:CURR:LEV? OCP Level 設定値は0.30
300mA.
OCP Level値範囲は、負荷モジュールで異なります。
OCP Level値範囲の詳細は、ユーザー マニュアルの仕様のOCP項目に記載されています。

:CONFigure:PROTection:VOLTage:STATe
説明

Channel SpecificCommand

クエリ構文

選択中(特定)チャネルの OVP を ON/OFF/Clear を設定し、OCP 設定状態を応答します。
:CONFigure:PROTection:VOLTage:STATe {OFF|0|ON|1|CLEAR|2}
CLEAR/2
OVP 状態をクリア
OFF/0
OVP OFFON/1
OVP ON:CONF:PROT:VOLT:STAT 1 OVP を ON に設定:CONFigure:PROTection:VOLTage:STATe?

応答パラメータ

<NR1>

構文
パラメータ

構文例

クエリ例

44

現在の OVP 状態
0
OFF
1
ON
2
Clear
:CONF:PROT:VOLT:STAT? OVP は OFF 設定
0コマンド詳細:CONFigure:PROTection:VOLTage:LEVel
説明
構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例
ノート

選択中(特定)チャネルの OVP Level 値を設定し、
OVP Level 値を応答します。
:CONFigure:PROTection:VOLTage:
LEVel <NRf>[V]|MIN|MAX<NRf>
OVP Level 値
30
30V
30V
30V
MIN
OVP Level 最小値
MAX
OVP Level 最大値
OVP Level を最大値に設定(PEL-2020A: 81.6V):CONFigure:PROTection:VOLTage:LEVel?
[MIN|MAX]<NRf>
OVP Level 値、単位: V
1.00
1.00V
MAX/MINOVP Level 値の最大最小値:CONF:PROT:VOLT:LEV? OVP Level 設定値は81.6000
81.6V
OVP Level値範囲は、負荷モジュールで異なります。
OVP Level値範囲の詳細は、ユーザー マニュアルの仕様のOVP項目に記載されています。
:CONF:PROT:VOLT:LEV MAX:CONFigure:PROTection:POWer:STATe
説明
構文
パラメータ

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

選択中(特定)チャネルの OPP を ON/OFF/Clear を設定し、OPP 設定状態を応答します。
:CONFigure:PROTection:POWer:STATe {OFF|0|ON|1|CLEAR|2}
CLEAR/2
OPP 状態をクリア
OFF/0
OPP OFF
ON/1
OPP ON45

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例:CONF:PROT:POW:STAT 1 OPP を ON に設定: CONFigure:PROTection:POWer:STATe?
<NR1>
現在の OPP 状態
0
OFF
1
ON
2
Clear
:CONF:PROT:POW:STAT? OPP は OFF 設定
1
Channel Specific:CONFigure:PROTection:POWer:LEVel Command
説明
構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例
ノート

46

選択中(特定)チャネルの OPP Level 値を設定し、OPP Level 値を応答します。
:CONFigure:PROTection:POWer:LEVel <NRf>[W]|MIN|MAX<NRf>
OPP Level 値
200
200W
200W
200W
MIN
OPP Level 最小値
MAX
OPP Level 最大値
OPP Level を最大値に設定(PEL-2020A: 102W):CONFigure:PROTection:POWEr:LEVel?
[MIN|MAX]<NRf>
OPP Level 値、単位: W
1.00
1.00W
MAX/MIN
OPP Level 値の最大最小値:CONF:PROT:POW:LEV? OPP Level 設定値は
75
75W
OPP Level値範囲は、負荷モジュールで異なります。
OPP Level値範囲の詳細は、ユーザー マニュアルの仕様のOPP項目に記載されています。
:CONF:PROT:POW:LEV MAX

コマンド詳細:CONFigure:PROTection:UVP:CLEar
説明

All Channel
Command構文

選択中(特定)チャネル OVP を Clear に設定します。
:CONFigure:PROTection:UVP:CLEar

構文例:CONF:PROT:UVP:CLE OVP を Clear:CONFigure:PROTection:UVP:LEVel
説明

Channel SpecificCommandパラメータ

選択中(特定)チャネルの UVP Level 値を設定し、
UVP Level 値を応答します。
:CONFigure:PROTection:UVP:LEVel <NRf>[W]|MIN|MAX<NRf>
UVP Level 値
20
20V
20V
20V
MIN
UVP Level 最小値(OFF に設定)MAX
UVP Level 最大値

構文例:CONF:PROT:UVP:LEV MIN UVP を OFF に設定

クエリ構文:CONFigure:PROTection:UVP:LEVel? [MIN|MAX]

応答パラメータ

<NRf>

構文

クエリ例
ノート

UVP Level 値、単位: V
1.00
1.00V
MAX/MINUVP Level 値の最大最小値:CONF:PROT:UVP:LEV? UVP Level 設定値は
75
75V
UVP Level値範囲は、負荷モジュールで異なります。
UVP LevelをMIN設定すると、UVPはOFFに設定されます。
UVP Level値範囲の詳細は、ユーザー マニュアルの仕様のUVP項目に記載されています。

47

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:CONFigure:RESPonse
説明
構文

選択中(特定)チャネルの Response を Normal /Fastに設定し、Response 状態を応答します。
:CONFigure:RESPonse {NORMAL|0|FAST|1}

パラメータ

NORMAL/0

構文例

FAST/1:CONF:RESP 0

Normalクエリ構文

Fast
Response を Normal に設定: CONFigure:RESPonse?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

0
1
:CONF:RESP?
1:CONFigure:RESEt
説明

Response 状態
NormalFast
Response は Fast 設定

Channel SpecificCommand構文

PEL-2000A の各種設定を、工場出荷設定状態にします。
:CONFigure:RESEt

構文例:CONF:RESE:CONFigure:GROup:UNITs
説明
構文
パラメータ

48

工場出荷設定状態化
Channel SpecificCommand

グループユニット機能で使用する負荷モジュール数を設定し、負荷モジュール数を応答します。
:CONFigure:GROup:UNITs<NRf>|MIN|MAX<NRf>
負荷モジュール数
3
3台
MIN
最小負荷モジュール数(2 台)MAX
最大負荷モジュール数(4 台)コマンド詳細構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ構文
Note

CONF:GRO:UNIT 2 負荷モジュール数を2 台に設定CONFigure:GROup:UNITs? [MIN|MAX]<NR1>
負荷モジュール数
3
3台
MAX/MIN
最大と最小数の応答: CONF:GRO:UNIT? 負荷モジュール数は 2 台
2
PEL-2040BAと PEL-2041BAは、グループユニット機能(Para/Sync) で使用できます。
PEL-2030BAは、グループユニット機能で使用できません。PEL-2020Aは、グループユニット機能をSync
モード設定で使用できます。
Channel SpecificCommand:CONFigure:GROup:MODE
説明
構文
パラメータ

グループユニット機能のモード(Sync/Parallel)を設定
し、モード状態を応答します。
:CONFigure:GROup:MODE {SYNC|0|PARALLEL|1}
<NR1>
設定モード
SYNC, 0Sync モード

クエリ構文

Parallel モード:CONF:GRO:MODE 0 グループユニット機能を
Sync モードに設定:CONFigure:GROup:MODE?

応答パラメータ<NR1>

PARALLEL, 1
構文例

設定モード

Sync モード
Parallel モード:CONF:GRO:MODE? グループユニット機能は0
Sync モード
0
1

クエリ例

ノート

Parallelモード設定により、並列化された全ての負荷モジュールを 1 つの大きな負荷モジュールとして操作できます。
Syncモード設定では、1 つの負荷モジュール設定を、
49

PEL-2000A プログラミングマニュアル
グループユニット機能に設定された負荷モジュール間で同期運転ができます。
主な違いは、Parallelモードではメインフレームの画面上の電流の合計量が計算され、Syncモードでは計算されないことです。
PEL-2040A と PEL-2041A は、グループユニット機能(Para/Sync) で使用できます。
PEL-2030A は、グループユニット機能で使用できません。
PEL-2020Aは、グループユニット機能をSyncモード
設定で使用できます。

50

コマンド詳細ユーティリティコマンド
:UTILity:AUTO:LOAD .................................................... 51:UTILity:AUTO:MODE ................................................... 52:UTILity:SOUNd .............................................................. 52:UTILity:REMote ............................................................. 53:UTILity:REMote:MODE ................................................ 53:UTILity:TIME .................................................................. 54:UTILity:LOAD ................................................................. 55:UTILity:IDENtify ............................................................. 55:UTILity:FRAMe .............................................................. 56:UTILity:HIGH:RESolution............................................. 56:UTILity:SYSTem:MODE............................................... 57:UTILity:VOLTage:LATCh:CLEar ................................. 57:UTILity:MEASure:PERiod ............................................ 58:UTILity:JOG:SHUTTLE:CONTrol ............................... 59:UTILity:RVP:LOAD:OFF .............................................. 59

SystemCommand:UTILity:AUTO:LOAD
説明

構文

メインフレームの Auto Load ON/OFF を設定し、Auto Load 状態を応答します。 起動時に、メインフレ
ームは LOAD または PROGRAM をオンにします。
:UTILity:AUTO:LOAD {OFF|0|ON|1}

パラメータ
パラメータ

{OFF|0|ON|1}
OFF/0

構文例

ON/1
ON
:UTIL:AUTO:LOAD 1 Auto Load を ON に設定:UTILity:AUTO:LOAD?

クエリ構文

Auto Load
OFF

51

PEL-2000A プログラミングマニュアル
応答パラメータ

クエリ例

Auto Load 状態
0
OFF
1
ON
:UTIL:AUTO:LOAD? メインフレームの Auto Load
1
は ON
<NR1>

SystemCommand:UTILity:AUTO:MODE
説明

構文

メインフレームの Auto Load On を Load/Program に設定し、Load/Program 状態を応答します。起動時に、メインフレームは自動的に LOAD オンにしたり、Program を自動的に実行したりできます。
:UTILity:AUTO:MODE {PROGRAM|0|LOAD|1}

パラメータ

PROGRAM/0

Auto Load On を Program に設定

Auto Load On を Load に設定:UTIL:AUTO:MODE 1 Auto Load On を Load に設定:UTILity:AUTO:MODE?
LOAD/1

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

<NR1>
Auto Load On 状態
0
Program
1
Load:UTIL:AUTO:MODE? Auto Load On は Program0
設定
SystemCommand:UTILity:SOUNd
説明
構文

UI(Key 操作および Knob 操作)サウンドの ON/OFFを設定し、ON/OFF 状態を応答します。
:UTILity:SOUNd {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

Key および Knob 操作音 OFF

構文例

Key および Knob 操作音 ON:UTIL:SOUNd ON 操作音を ON に設定

クエリ構文:UTILity:SOUNd?

ON/1

52

コマンド詳細
応答パラメータ

クエリ例

操作音状態
0
OFF
1
ON
:UTIL:SOUN? 操作音状態は OFF
0<NR1>

SystemCommand:UTILity:REMote
説明
構文

リモート コントロールを ON/OFF 設定し、ON/OFF 設定を応答します。
:UTILity:REMote {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0
ON/1

構文例

:UTIL:REM 1

リモート コントロールを OFF 設定
リモート コントロールを ON 設定

クエリ構文

リモート コントロール ON 設定:UTILity:REMote?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

リモート コントロール状態
0
OFF
1
ON
:UTIL:REM?
リモートコントロール状態
1
SystemCommand:UTILity:REMote:MODE
説明

構文
パラメータ

System Mode を高速/通常モードに設定し、高速/通常モードを応答します。
高速モードの場合、パネルインタフェースは 10ms 以
下のインタフェース時間で無効(画面を更新なし)になります。
通常モードのインタフェース時間は 30~130ms です。
通常モードでは、パネルインタフェースはリアルタイム
で画面を更新し続けます。
:UTILity:REMote:MODE {NORMAL|0|FAST|1}
NORMAL/0
FAST/1

通常モード
高速モード
53

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ:UTIL:REM:MODE 1 System Mode を
高速モードに設定:UTILity:REMote:MODE?
<NR1>NORMAL/0

System Mode 状態
通常モード

高速モード
:UTIL:REM:MODE? System Mode は高速モード
1
FAST/1

クエリ例

SystemCommand:UTILity:TIME
説明
構文

メインフレームの日付と時刻を設定し、日付と時刻を応答します。
:UTILity:TIME [aard]

パラメータ[aard]“201511131300”
1

2

3

1
2

西暦
日付

3

時刻(24 時間表示)

構文例:UTIL:TIME201501031343

クエリ構文:UTIL:TIME?

応答パラメータ[aard]“201511131300”
1
クエリ例

54

2

3

2015 年 1 月 3 日
13 時４３分に設定

1
2

西暦
日付

3

時刻(24 時間表示):UTIL:TIME?
2015 年 11 月１３分 13 時００分
2015/11/13/13:00

コマンド詳細

SystemCommand:UTILity:LOAD
説明

構文

負荷モジュールの Slave Knob 操作スタイルを設定し、操作スタイルを応答します。 負荷モジュールのSlave Knob は、メインフレームに対して独立して(Old スタイル)、またはメインフレームと共に(Updated スタイル) 動作するように設定できます。
:UTILity:LOAD {OLD|0|Updated|1}

パラメータ

OLD/0

Old スタイル

UPDATED/1

Updated スタイル

構文例

:UTIL:LOAD 1

Knob スタイルを Updated スタイ
ルに設定

クエリ構文

:UTILity:LOAD?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

0
1
:UTIL:LOAD?
1:UTILity:IDENtify
説明

Knob スタイル
Old
UpdatedKnob スタイルは
Updated スタイル
SystemCommand

どのメインフレームが制御下にあるかを識別するために、メインフレームの表示画面が点滅します。

構文

System Mode が高速設定の場合(:UTIL:REM:MODE 1)、このコマンドは機能しません。
:UTILity:IDENtify {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

表示画面点滅を OFF 設定

ON/1

表示画面点滅を ON 設定:UTIL:IDEN 1

表示画面点滅を ON に設定

注意

構文例

55

PEL-2000A プログラミングマニュアル
SystemCommand:UTILity:FRAMe
説明
構文

フレームリンク制御(Frame CONT)の ON/OFF を設定し、Frame CONT 状態を応答します。
:UTILity:FRAMe {OFF|0|ON|1}

パラメータ{OFF|0|ON|1}

構文例

OFF/0
ON/1
:UTIL:FRAM 1

クエリ構文:UTILity:FRAMe?

応答パラメータ<NR1>
0
1:UTIL:FRAM?
0

クエリ例:UTILity:HIGH:RESolution
説明

Frame CONT 設定
OFF
ON
Frame CONT を ON に設定
Frame CONT 状態
OFF
ON
Frame CONT 設定は OFF

SystemCommandHigh Resolution を ON/OFF に設定し、High
Resolution 状態を応答します。
負荷モジュールに表示されている電圧、電流、電力の測定値と設定値に差がある場合、測定値が設定値に近づくように負荷設定値を微調整します。

構文

ON: 負荷設定値の微調整動作を ON に設定します。
この動作は、LOAD オンの 1 秒後に実行されます。
OFF: 負荷設定値の微調整動作を OFF に設定します。
:UTILity:HIGH:RESolution{OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

High Resolution を ON に設定:UTIL:HIGH:RES 0 High Resolution を OFF に設定:UTILity:HIGH:RESolution?
ON/1

構文例
クエリ構文
56

High Resolution を OFF に設定

コマンド詳細
応答パラメータ

クエリ例

<NR1>

Remote mode

0
Off
1
On
:UTIL:HIGH:RES? High Resolution は OFF 設定
0
SystemCommand:UTILity:SYSTem:MODE
説明

構文

リモートコマンドを受信した場合、メインフレーム LCD
display を高速モードまたは通常モードに設定します。
System Mode を ON(高速モード)/OFF(通常モード)に設定し、設定 System Mode 状態を応答します。
:UTILity:SYSTem:MODE {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

System Mode を OFF 設定

構文例

System Mode を ON 設定:UTIL:SYST:MODE 0 System Mode を OFF

クエリ構文:UTILity:SYSTem:MODE?

応答パラメータ

<NR1>

ON/1

クエリ例

System Mode 設定
0
OFF
1
ON
:UTIL:SYST:MODE? System Mode 設定は0
OFF 設定:UTILity:VOLTage:LATCh:CLEar
説明

構文

SystemCommand

Von Latch Clear を Auto/Manual に設定し、Von
Latch Clear 設定状態を応答します。
Auto: 負荷モジュールの端子電圧が、Von 電圧より低く 25ms 以上 0V に近い電圧の場合、負荷モジュー
ルは電流を停止します。
Manual: 負荷モジュールの端子電圧が 0V に近づいても電流は継続して流れます。
:UTILity:VOLTage:LATCh:
CLEar{AUTO|0|MANUAL|1}57

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ

AUTO/0

Von Latch Clear を Auto に設定

クエリ構文

Von Latch Clear を Manual に設定:UTIL:VOLT:LATC:CLE 0 Von Latch Clear を
Auto に設定:UTILity:VOLTage:LATCh:CLEar?

応答パラメータ<NR1>

MANUAL/1
構文例

クエリ例

Von Latch Clear 設定状態
0
AUTO
1
MANUAL:UTIL:VOLT:LATC:CLE? Von Latch Clear は Auto0

:UTILity:MEASure:PERiod
説明

SystemCommand構文

測定サンプル レートを選択できます。
Measure Period を 200ms/20ms に設定し、Measure Period 設定状態を応答します。
:UTILity:MEASure:PERiod{NORMAL|0|FAST|1}

パラメータ

NORMAL/0

Measure Period を 200ms に設定

クエリ構文

Measure Period を 20ms に設定:UTIL:MEAS:PER 0 Measure Period を
200ms に設定
:UTILity:MEASure:PERiod?

応答パラメータ<NR1>

FAST/1
構文例

クエリ例

58

Measure Period 設定状態
0
NORMAL (200ms)
1
FAST (20ms):UTIL:MEAS:PER? Measure Period は 200ms
0コマンド詳細:UTILity:JOG:SHUTTLE:CONTrol
説明

SystemCommand

負荷モジュールの Slave knob 操作による設定値増
減量が設定できます。
Jog Shuttle Control を ON/OFF に設定し、Jog
Shuttle Control 設定状態を応答します。
ON 設定: Slave knob を早く操作すると、設定値増減
量は大きくなります。
OFF 設定: 設定値増減量は、Slave knob の操作数になります。

構文:UTILity:JOG:SHUTTLE:CONTrol{OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0
ON/1

クエリ構文

Jog Shuttle Control を OFF に設定
Jog Shuttle Control を ON に設定:UTIL:JOG:SHUTTLE:CONT0 Jog Shuttle
Control を OFF に
設定:UTILity:JOG:SHUTTLE:CONTrol?

応答パラメータ

<NR1>

構文例

クエリ例

Jog Shuttle Control 設定状態
0
OFF
1
ON
:UTIL:JOG:SHUTTLE:CONT? Jog Shuttle0
Control は OFF:UTILity:RVP:LOAD:OFF
説明

SystemCommand

RVP Load Off を ON/OFF 設定し、RVP Load Off 設
定状態を応答します。
ON 設定: RVP が検出されると、画面に Alarm が表示され、負荷入力値(V, A, W)の読み込みが停止します。
OFF 設定: RVP が検出されると、Alarm が画面に表示されますが、LOAD オンのままです。

59

PEL-2000A プログラミングマニュアル構文

この設定はすべてのチャネルに適用されます。 ただし、各チャネルは個別に RVP を検出し、Alarm を発して負荷モジュールを停止する動作を実行します。
:UTILity:RVP:LOAD:OFF{OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

ノート

RVP Load Off を OFF 設定

クエリ構文

RVP Load Off を ON 設定:UTIL:RVP:LOAD:OFF 0 RVP Load Off を
OFF 設定:UTILity:RVP:LOAD:OFF?

応答パラメータ

<NR1>

ON/1
構文例

クエリ例

60

RVP Load Off 設定状態
0
OFF
1
ON
:UTIL:RVP:LOAD:OFF? RVP Load Off は OFF
0コマンド詳細CC モードコマンド:CURRent:STATic:RECall............................................. 61:CURRent:STATic:L1/L2 ............................................... 62:CURRent:STATic:RISE/FALL ..................................... 63:CURRent:STATic:LOW:AVALue/BVALue................. 64:CURRent:STATic:LOW:RISE/FALL ........................... 64:CURRent:STATic:HIGH:AVALue/BVALue ................ 65:CURRent:STATic:HIGH:RISE/FALL .......................... 66:CURRent:DYNamic:L1/L2 ........................................... 66:CURRent:DYNamic:RISE/FALL ................................. 67:CURRent:DYNamic:T1/T2 ........................................... 68:CURRent:DYNamic:LOW:L1/L2 ................................. 69:CURRent:DYNamic:LOW:RISE/FALL ....................... 69:CURRent:DYNamic:LOW:T1/T2 ................................. 70:CURRent:DYNamic:HIGH:L1/L2 ................................ 71:CURRent:DYNamic:HIGH:RISE/FALL ...................... 71:CURRent:DYNamic:HIGH:T1/T2 ................................ 72:CURRent:STATic:RECall
説明

Channel SpecificCommand構文

CC Static モードで A/B Value の何れかをアクティブにするかを設定し、アクティブな A/B Value を応答します。
:CURRent:STATic:RECall {A|0|B|1}

パラメータ

A/0

A Value をアクティブに設定

構文例

B Value をアクティブに設定:CURR:STAT:REC 1 B Value をアクティブに設定

クエリ構文:CURRent:STATic:RECall?

応答パラメータ

<NR1>
0

B/1

アクティブな A/B ValueA Value61

PEL-2000A プログラミングマニュアル

クエリ例

1
B Value:CURR:STAT:REC? A Value がアクティブ
0:CURRent:STATic:L1/L2
説明

構文
パラメータ

Channel SpecificCommand

CC Static モードでの A/B Value を設定し、設定 A/B
Value を応答します。L1 は A Value、L2 は B Valueです。
A/B Value は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CC モードに切り替えます。
:CURRent:[STATic]:L1|L2 <NRf+>[A]<NRf+>[A] A/B Value を設定, 単位: A
L1 1
A Value を 1A に設定
L2 2

B Value を 2A に設定

L1 1A

A Value を 1A に設定

L1 MINA Value を最小設定値に設定

構文例

A Value を最大設定値に設定:CURR:STAT:L1 1 A Value を 1A に設定

クエリ構文:CURRent:STATic:L1?/L2? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN] A/B Value 設定値, 単位: A<NR2>
A/B Value を応答

L1 MAX

最大値と最小値を応答:CURR:STAT:L2? MAX B Value の最大設定値は10.2
10.2A (PEL-2020A):CURR:STAT:L2?
B Value の設定値は 2A2
MAX/MIN

クエリ例 1
クエリ例 262

コマンド詳細:CURRent:STATic:RISE/FALL

Channel SpecificCommand

説明

CC Static モードでの Rise/Fall Slew Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。Rise/Fall
Slew Rate は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CC モードに切り替えます。

構文:CURRent:[STATic]:RISE|FALL <NRf+>[A/us]

パラメータ<NRf+>[A/uS]

設定 Slew Rate 単位: A/us

クエリ構文

RISE/FALL 0.078A/uS Rise/Fall Slew Rate を
0.078A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate を
1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate を最小に設定
RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate を最大に設定:CURR:STAT:RISE 0.01 Rise Slew Rate を0.01A/us に設定: CURRent:STATic:RISE|FALL? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

構文例

Slew rate 設定値, 単位: A/us

Slew Rate を応答最大値と最小値を応答:CURR:STAT:RISE? MIN Rise Slew Rate の最小
0.078
設定値は 0.078 A/us
:CURR:STAT:RISE?
Rise Slew Rate 設定値
0.16800
は 0.168 A/us
<NR2>
MAX/MIN

クエリ例 1
クエリ例 263

PEL-2000A プログラミングマニュアル:CURRent:STATic:LOW:AVALue/BVALue

Channel SpecificCommand

説明

CC Static モード Low レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。

構文:CURRent:STATic:LOW:
AVALue/BVALue<NRf+>[A]
NRf+[A]
A/B Value 設定. 単位: A
AVALue 1
A Value を 1A に設定
BVALue 2
A Value を 2A に設定
AVALue 1A
A Value を 1A に設定
AVALue MIN A Value を最小値に設定
AVALue MAX A Value を最大値に設定:CURR:STAT:LOW:AVAL 1 A Value を最小値に設定:CURRent:STATic:LOW:
AVALue/BVALue? [MAX|MIN]<NR2> [MAX|MIN] 設定 A/B Value. 単位: A<NR2>
設定 A/B Value を応答
MAX/MIN
最大値と最小値を応答:CURR:STAT
B Value の最小値は 2A:LOW:BVAL?MAX (PEL-2020A)
2

パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例:CURRent:STATic:LOW:RISE/FALL
説明

Channel SpecificCommand構文

CC Static モード Low レンジでの Rise/Fall Slew
Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
:CURRent:STATic:LOW:RISE/FALL<NRf+>[A/uS]

パラメータ<NRf+>[A/uS]

設定 Slew Rate 単位: A/us

RISE/FALL 0.078A/uS Rise/Fall Slew Rate を
0.078A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate を
1A/us に設定

64

コマンド詳細
RISE/FALL MIN
RISE/FALL MAX
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Rise/Fall Slew Rate を最小に設定
Rise/Fall Slew Rate を最大に設定

Rise Slew Rate を
0.001A/us に設定: CURRent:STATic:LOW:RISE/FALL? [MIN|MAX]:CURR:STAT:LOW:
RISE .001<NR2> [MAX|MIN]<NR2>

Slew rate 設定値, 単位: A/us
Slew rate 設定値を応答

MAX/MIN

最大値と最小値を応答:CURR:STAT:LOW:RISE? MIN
0.078

Rise Slew Rate の最小設定
値は 0.078 A/us

:CURRent:STATic:HIGH:AVALue/BVALue
説明
構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Channel SpecificCommand

CC Static モード High レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:CURRent:STATic:HIGH:
AVALue/BVALue<NRf+>[A]
NRf+[A]
設定 A/B Value. 単位: A
AVALue 10
A Value を 10A に設定
BVALue 20
B Value を 20A に設定
AVALue MIN A Value を最小値に設定
A Value MAX A Value を最大値に設定:CURRent:STATic:HIGH:AVALue 10 A Value を
10A に設定:CURRent:STATic:HIGH:
AVALue/BVALue?[MAX|MIN]<NR2> [MAX|MIN] Value. 単位: A<NR2>
設定 A/B Value を応答
MAX/MIN
最大値と最小値を応答:CURR:STAT:HIGH B Value の最大値は 20.4A:BVALue? MAX(PEL-2020A)
20.4000

65

PEL-2000A プログラミングマニュアル:CURRent:STATic:HIGH:RISE/FALL
説明

Channel SpecificCommand構文

CC Static モード High レンジでの Rise/Fall Slew
Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
:CURRent:STATic:HIGH:RISE/FALL<NRf+>[A/uS]

パラメータ<NRf+>[A/uS]

設定 Slew Rate 単位: A/us

クエリ構文

RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate を
0.8A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate を
1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate を最小に設定
RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate を最大に設定:CURR:STAT:HIGH:RISE 1.1 Rise Slew Rate を
1.1A/us に設定:CURRent:STATic:HIGH:RISE/FALL? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

Slew rate 設定値, 単位: A/us

<NR2>
MAX/MIN

Slew rate 設定値を応答最大値と最小値を応答:CURR:STAT:HIGH:RISE? MAX
0.8000Rise Slew Rate の最小設定値は 0.8 A/us

構文例

クエリ例

:CURRent:DYNamic:L1/L2
説明

構文

66

Channel SpecificCommandCC Dynamic モードの Level1/2 を設定し、Level1/2
設定値を応答します。 Level1/2 設定値は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CC Dynamic モードに切り替えます。
:CURRent:DYNamic:L1/L2<NRf+>[A]コマンド詳細パラメータ

NRf+[A]

Level1/2 設定値, 単位: A

L1 1
L2 2

Level1 を 1A に設定
Level2 を 2A に設定

L2 2A

Level2 を 2A に設定

L1/L2 MIN

Level1 と 2 を最小値に設定

構文例

Level1 と 2 を最大値に設定:CURR:DYN:L1 10 ILevel1 を 10A に設定

クエリ構文:CURRent:DYNamic:L1/L2? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

Level1/2 設定値, 単位: A<NR2>

Level1/2 設定値を応答

MAX/MIN

Level1/2 最大最小設定値を応答:CURR:DYN:L2?
2.0400Level2 は 2.04A

L1/L2 MAX

クエリ例

:CURRent:DYNamic:RISE/FALL
説明

Channel SpecificCommand構文

CC Dynamic モードの Rise/Fall Slew Rate を設定
し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
Rise/Fall Slew Rate の設定は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CC Dynamic モードに切り替えます。
:CURRent:DYNamic:RISE/FALL<NRf+>[A/uS]

パラメータ<NRf+>[A/uS]

Slew Rate 設定値,
単位: A/us
RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate 値を0.8A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate 値を
1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate 値を最大値に設定67

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ:CURR:DYNA:RISE 1.1 Rise Slew Rate 値を1.1A/us に設定:CURRent:DYNamic:RISE/FALL? [MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN]<NR2>

Slew Rate 値, 単位: A/us
Slew Rate 値を応答

Slew Rate の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:FALL? MIN FALL Slew Rate の最小
0.0003
設定値は 0.0003 A/us
MAX/MIN

クエリ例:CURRent:DYNamic:T1/T2
説明

構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例 1
クエリ例 2

68

Channel SpecificCommandCC Dynamic モードの Timer 1/2 を設定し、設定
Timer 1/2 値を応答します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CC Dynamic モードに切り替えます。
:CURRent:DYNamic:T1/T2<NRf+>[S|ms]<NRf+>[S]Timer 1/2 設定値, 単位: 秒
T1/T2 0.1S Timer 1/2 を 0.1 秒に設定
T1/T2 1
Timer 1/2 を 1 秒に設定
T1/T2 MIN
Timer 1/2 を最小値に設定
T1/T2 MAX Timer 1/2 を最大値に設定:CURR:DYNA:T1 .1S Timer 1 を 0.1 秒に設定
: CURRent:DYNamic:T1/T2? [MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] Timer 1/2 設定値, 単位: 秒<NR2>
設定時間を応答
MAX/MIN
Timer 1/2 の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:T1?
Timer 1 は 2.5 秒
2.5:CURR:DYN:T1? MIN Timer 1 の最小設定値は0.000025
0.000025 秒

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:CURRent:DYNamic:LOW:L1/L2
説明構文

CC Dynamic モード Low レンジで、Level 1/2 を設定
し、Level 1/2 設定値を応答します。
:CURRent:DYNamic:LOW:L1/L2 <NRf+>[A]

パラメータ

NRf+[A]

Level 1/2 設定値, 単位: A

L1 1
L2 2

Level 1 を 1A に設定
Level 1 を 2A に設定

L2 2A

Level 1 を 2A に設定

L1/L2 MIN

Level 1 と 2 を最小値に設定

構文例

Level 1 と 2 を最大値に設定:CURR:DYN:LOW:L1 10 Level 1 を 10A に設定

クエリ構文:CURRent:DYNamic:LOW:L1/L2? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

Level 1/2 設定値, 単位: A<NR2>

設定電流値を応答

L1/L2 MAX

Level 1/2 の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:LOW:L2? Level 2 は 2.04A
2.0400
MAX/MIN

クエリ例:CURRent:DYNamic:LOW:RISE/FALL
説明

構文
パラメータ

Channel SpecificCommandCC Dynamic モード Low レンジでの Rise/Fall Slew
Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
:CURRent:DYNamic:LOW:
RISE/FALL<NRf+>[A/uS]<NRf+>[A/uS]
Slew Rate 設定値, 単位: A
RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate 値を0.8A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate 値を
1A/us に設定

69

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定Rise/Fall Slew Rate 値を最大値に設定RISE/FALL MIN
RISE/FALL MAX
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Rise Slew Rate 値を1.1A/us に設定: CURRent:DYNamic:LOW:RISE/FALL?[MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] Slew Rate 設定値, 単位: A/us
<NR2>
設定値を応答MAX/MIN
Slew Rate の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:LOW Fall Slew Rate の:FALL? MIN
最小設定値は 0.0003A/us
0.0003:CURR:DYNA:LOW:RISE 1.1

:CURRent:DYNamic:LOW:T1/T2
説明Channel SpecificCommand構文

CC Dynamic モード Low レンジでの Timer 1/2 を設定し、Timer 1/2 設定値を応答します。
:CURRent:DYNamic:LOW:T1/T2<NRf+>[S/ms]

パラメータ<NRf+>[S/ms]

Timer 1/2 設定値, 単位: 秒

T1/T2 0.1S

Timer 1 と 2 を 0.1 秒に設定

T1/T2 1

Timer 1 と 2 を 1 秒に設定

クエリ構文

Timer 1 と 2 を最小値に設定
Timer 1 と 2 を最大値に設定:CURR:DYNA:LOW:T1 .1S Timer 1 を
0.1 秒に設定: CURRent:DYNamic:LOW:T1/T2? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

Timer 1/2 設定値, 単位: 秒<NR2>

設定値を応答MAX/MIN

Timer 1/2 の最大最小設定値を応答

T1/T2 MIN
T1/T2 MAX
構文例

70

コマンド詳細
クエリ構文:CURR:DYN:LOW:T1? Timer 1 は 2.5 秒
2.5Timer 1 の最小設定値は0.000025 秒:CURR:DYN:LOW:T1? MIN
0.000025:CURRent:DYNamic:HIGH:L1/L2
説明
構文
パラメータ

Channel SpecificCommandCC Dynamic モード High レンジでの Level 1/2 を設定し、Level 1/2 設定値を応答します。
:CURRent:DYNamic:HIGH:L1/L2<NRf+>[A]
NRf+[A]
L1 10

Level 1/2 設定値, 単位: A
Level 1 を 10A に設定

L2 20

Level 2 を 20A に設定

L1/L2 MIN

Level 1/2 を最小値に設定

構文例

Level 1/2 を最大値に設定:CURR:DYN:HIGH:L1 10 Level 1 を 10A に設定

クエリ構文:CURRent:DYNamic:HIGH:L1/L2? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

L1/L2 MAX

クエリ例

Level 1/2 設定値, 単位: A<NR2>

設定値を応答MAX/MIN

Level 1/2 の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:HIGH:L2? MAX
20.4000

Level 1 の最小設定値は20.4A:CURRent:DYNamic:HIGH:RISE/FALL
説明

構文

Channel SpecificCommandCC Dynamic モード High レンジでの RISE/FALL
Slew Rate を設定し、RISE/FALL Slew Rate 設定値
を応答します。
:CURRent:DYNamic:HIGH:
RISE/FALL<NRf+>[A/uS]
71

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Slew Rate 設定値, 単位: A<NRf+>[A/uS]

RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate 値を0.8A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate 値を
1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate 値を最大値に設定:CURR:DYNA:HIGH Rise Slew Rate 値を:RISE 1.1
1.1A/us に設定:CURRent:DYNamic:HIGH:RISE/FALL?
[MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] Slew Rate 設定値, 単位: A/us
<NR2>
設定値を応答MAX/MIN

Slew Rate の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:HIGH:FALL? MAX
0.8

Fall Slew Rate の最大設定値は 0.8A/us:CURRent:DYNamic:HIGH:T1/T2
説明Channel SpecificCommand構文

CC Dynamic モード High レンジでの Timer 1/2 を設定し、Timer 1/2 設定値を応答します。
:CURRent:DYNamic:HIGH:T1/T2<NRf+>[S|ms]

パラメータ<NRf+>[S]Timer 1/2 設定値, 単位: 秒

T1/T2 0.1S
T1/T2 1

Timer 1/2 を 0.1 秒に設定
Timer 1/2 を 1 秒に設定

T1/T2 MIN

Timer 1/2 を最小値に設定

T1/T2 MAX

Timer 1/2 を最大値に設定

構文例
クエリ構文
72

:CURR:DYNA Timer 1 を 10 秒に設定
:HIGH:T1 10S:CURRent:DYNamic:HIGH:T1/T2? [MIN|MAX]コマンド詳細
応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

Timer 1/2 設定値, 単位: 秒

設定値を応答Timer 1/2 の最大最小設定値を応答:CURR:DYN:HIGH:T1? Timer 1 は 2.5 秒
2.5
<NR2>
MAX/MIN

クエリ例 1
クエリ例 2:CURR:DYN:HIGH:T1? MIN
0.000025

Timer 1 の最小設定値は0.000025 秒

73

PEL-2000A プログラミングマニュアル

読み込みコマンド:FETCh:VOLTage? ........................................................ 74:FETCh:CURRent? ........................................................ 74:FETCh:POWer? ............................................................ 75:FETCh:STATus? ........................................................... 75:FETCh:ALLVoltage?..................................................... 76:FETCh:ALLCurrent? ..................................................... 76:FETCh:ALLPower? ....................................................... 77:FETCh:VOLTage?
説明
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

特定チャネルの負荷モジュール入力電圧値を応答します。
:FETCh:VOLTage? <NR2><NR2> 1 unit = 1 volt 入力電圧値, 単位: V
8
8V:FETC:VOLT? 入力電圧値は、11.2V
11.2:FETCh:CURRent?
説明

Channel Specific
Status Command

Channel Specific
Status Command

クエリ構文

特定チャネルの負荷モジュール負荷電流値を応答します。
:FETCh:CURRent? <NR2>

応答パラメータ<NR2> 1 unit= 1 amp 負荷電流値, 単位: A

クエリ構文

1
:FETC:CURR?
1.2

74

1A
負荷電流値は、1.2A

コマンド詳細
Channel Specific
Status Command:FETCh:POWer?
説明
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

特定チャネルの負荷モジュール入力電力値を応答します。
:FETCh:CURRent? <NR2><NR2> 1 unit= 1 watt 入力電力値, 単位: W
1
1W:FETC:POW?
入力電力値は 1.2W
1.2

:FETCh:STATus?
説明

Status Command

クエリ構文

負荷モジュールのステータスを応答します。
応答される値は、Channel Status Register のビットウエイトです。 詳しくは、169 ページをご覧ください。
:FETCh:STATus? <NR1>

応答パラメータ<NR1>

Condition

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

クエリ例

Condition

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:FETC:STAT? OV(過電圧保護) が動作
275

PEL-2000A プログラミングマニュアル:FETCh:ALLVoltage?
説明
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

全ての負荷モジュール/チャネルの電圧値を 1-8(PEL-2004A) / 1-4 (PEL2002A) の順に応答します。
:FETCh:ALLVoltage?
<aard>
全てのチャンネルのCH1, CH2, CH3, CH4, 電圧値を応答
CH5, CH6, CH7, CH8 1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A:FETC:ALLV?
CH1: 2.5V
2.5000, 3.0000, 0.0000, CH2: 3V
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH3: 0V
5.5000, 0.0000
CH4: 0V
CH5: 0V
CH6: 0V
CH7: 5.5V
CH8: 0V:FETCh:ALLCurrent?
説明

All Channel
Status Command

All Channel
Status Command

クエリ構文

全ての負荷モジュール/チャネルの電流値を 1-8(PEL-2004A) / 1-4 (PEL2002A) の順に応答します。
:FETCh:ALLCurrent? <aard>

応答パラメータ<aard>
全てのチャンネルの電流値を応答
1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A:FETC:ALLC?
CH1: 0A,CH2: 0A
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH3: 0A,CH4: 0A
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH5: 0A,CH6: 0A
1.2000, 3.5600
CH7: 1.2A,CH8: 3.56A
CH1, CH2, CH3, CH4,
CH5, CH6, CH7, CH8

クエリ例

76

コマンド詳細:FETCh:ALLPower?
説明

All Channel
Status Command

クエリ構文

全ての負荷モジュール/チャネルの電力値を 1-8(PEL-2004A) / 1-4 (PEL2002A) の順に応答します。
:FETCh:ALLPower? <aard>

応答パラメータ<aard>
全てのチャンネルの電力値を応答
1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A:FETC:ALLP?
CH1: 0W
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH2: 0W
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH3: 0W
10.200, 5.5000
CH4: 0W
CH5: 0W
CH6: 0W
CH7: 10.2W
CH8: 5.5W
CH1, CH2, CH3, CH4,
CH5, CH6, CH7, CH8

クエリ例

77

PEL-2000A プログラミングマニュアル

負荷コマンド:LOAD[:STATe] .............................................................. 78:LOAD:SHORt[:STATe] ................................................. 79:LOAD:SHORt:KEY ....................................................... 79:LOAD:PROTection? ..................................................... 80:LOAD:PROTection:CLEar ........................................... 80:LOAD:TIME? ................................................................. 80:LOAD:DELay ................................................................. 81:LOAD:TYPE ................................................................... 81

Channel SpecificCommand:LOAD[:STATe]
説明
構文

特定チャネルの負荷モジュール LOAD オン/オフを設定し、LOAD オン/オフ状態を応答します。
:LOAD[:STATe] {ON|1|OFF|0}

パラメータ

ON/1

Load オン

OFF/0

Load オフ構文例
クエリ構文

負荷モジュールを LOAD オン設定
:LOAD[:STATe]?

応答パラメータ<NR1>

LOAD オン/オフ状態

1

Load オン

0

Load オフ:LOAD?
１

負荷モジュールは LOAD オン

クエリ構文

78

:LOAD ON

コマンド詳細

Channel SpecificCommand:LOAD:SHORt[:STATe]
説明
構文

特定チャネルの負荷モジュール入力端子ショートオン
/オフを設定し、ショートオン/オフ状態を応答します。
:LOAD:SHORt[:STATe]{ON|1|OFF|0}

パラメータ

ON/1

ショートオンに設定

ショートオフに設定:LOAD:SHOR ON ショートオンに設定:LOAD:SHORt[:STATe]?
OFF/0

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

<NR1>
1

ショートオン/オフ状態
ショートオンに設定

0

ショートオフに設定:LOAD:SHOR?
0

負荷モジュール入力端子はショートオフChannel SpecificCommand:LOAD:SHORt:KEY
説明
構文

負荷モジュールの Short key を Hold/Toggle に設定
し、Hold/Toggle 設定状態を応答します。
:LOAD:SHORt:KEY {TOGGLE|1|HOLD|0}

パラメータ

TOGGLE/1

Toggle に設定

構文例

Hold に設定:LOAD:SHOR:KEY 1 Short key を Toggle に設定

クエリ構文:LOAD:SHORt:KEY?

応答パラメータ<NR1>
1

HOLD/0Hold/Toggle 設定状態
Toggle に設定

Hold に設定:LOAD:SHOR:KEY? Short key は Hold 設定
0
0

クエリ例

79

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Channel SpecificCommand:LOAD:PROTection?
説明

クエリ構文

状態を応答します。
応答される値は、Channel Status Register のビットウエイトです。 詳しくは、169 ページをご覧ください。
:LOAD:PROTection?

応答パラメータ<NR1>

Condition

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

クエリ例

Condition

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:LOAD:PROT?
0

負荷モジュールのプロテクションは動作していない:LOAD:PROTection:CLEar

Channel SpecificCommand説明
構文
構文例

特定のチャネルの Channel Status Register をクリアします。 詳しくは、169 ページをご覧ください。
:LOAD:PROTection:CLEar:LOAD:PROT:CLE Channel Status Register を
クリア
Channel SpecificCommand:LOAD:TIME?
説明
クエリ構文

特定チャンネルの LOAD オン負荷遅延時間を応答します。
:LOAD:TIME?

応答パラメータ<NR1>1unit = 1 second 遅延時間, 単位: 秒
2.2
2.2 秒

クエリ例

:LOAD:TIME?
5.1

80

LOAD オン負荷遅延時間は 5.1 秒

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:LOAD:DELay
説明
構文

特定チャンネルの LOAD オン負荷遅延時間を設定
し、LOAD オン負荷遅延時間を応答します。
:LOAD:DELay<NRf>[S]パラメータ<NRf>[S]設定遅延時間, 単位: 秒

クエリ構文

設定遅延時間 0.1 秒:LOAD:DEL 0.1s LOAD オン負荷遅延時間を0.1 秒に設定:LOAD:DEL?

応答パラメータ<NR2>

設定遅延時間, 単位: 秒

クエリ例:LOAD:DEL?
0.10000

設定遅延時間は 0.1 秒

0.1S
構文例

:LOAD:TYPE
説明

構文
パラメータ

All Channels
LOAD key の用途を設定し、用途設定を応答します。
用途は、LOAD オン/オフ, Program オン/オフ,
Sequence オン/オフ操作の 3 種類です。
:LOAD:TYPE{LOAD|0|PROGRAM|1|SEQUENCE|2}
LOAD/0
LOAD オン/オフ
PROGRAM/1
Program オン/オフ

クエリ構文

Sequence オン/オフ:LOAD:TYPE: 1 LOAD key を
Program オン/オフ操作に設定:LOAD:TYPE?

応答パラメータ<NR1>

LOAD key の用途設定

0

LOAD オン/オフ

1

Program オン/オフ

2

Sequence オン/オフ:LOAD:TYPE?
0

LOAD key 使用設定はLOAD オン/オフ

SEQUENCE/2
構文例

クエリ例

81

PEL-2000A プログラミングマニュアル

測定コマンド:MEASure:VOLTage? .................................................... 82:MEASure:CURRent? .................................................... 82:MEASure:POWer?........................................................ 83:MEASure:INPut ............................................................. 83:MEASure:SCAN ............................................................ 83:MEASure:ALLVoltage? ................................................ 84:MEASure:ALLCurrent? ................................................ 84:MEASure:ALLPower? .................................................. 85:MEASure:VOLTage?
説明
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

特定チャネルの負荷モジュール入力電圧値を応答します。
:MEASure:VOLTage? <NR2><NR2> 1 unit = 1 volt 入力電圧値, 単位: V
0.50000.5V:MEAS:VOLT? 入力電圧値は、8.56V
8.5600:MEASure:CURRent?
説明
クエリ構文

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

特定チャネルの負荷モジュール負荷電流値を応答します。
:MEASure:CURRent? <NR2>

応答パラメータ<NR2> 1 unit = 1 amp 負荷電流値, 単位: A
1.0000１A

クエリ例:MEAS:CURR? 負荷電流値は 1.5A
1.582

コマンド詳細:MEASure:POWer?
説明
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

特定チャネルの負荷モジュール入力電力値を応答します。
:MEASure:POWer? <NR2><NR2> 1 unit = 1 watt 入力電力値, 単位: W
1.0000
1W:MEAS:POW? 入力電力値は 1.5W
1.5

:MEASure:INPut
説明

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand構文

このコマンドは、他の計測器との互換性のみを目的としており、PEL-2000A は動作しません。
:MEASure:INPut {LOAD|0| UUT|1}

パラメータ

LOAD/0

Voltage Sense 無効設定

UUT/1

Voltage Sense 有効設定

構文例
クエリ構文

Voltage Sense を無効に設定:MEASure:INPut? <NR1>

応答パラメータ<NR1>

Voltage Sense 設定状態

01

Voltage Sense 無効設定
Voltage Sense 有効設定

:MEAS:INP?
1

Voltage Sense は有効設定

クエリ例:MEAS:INP 0:MEASure:SCAN
説明

構文

Channel SpecificCommand

メインフレームから全負荷モジュールのスキャン(負荷モジュールの電圧/電流/電力)を無効/有効設定し、無効/有効設定を応答します。
:MEASure:SCAN {OFF|0|ON|1}83

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ
構文例

スキャン無効設定
スキャン有効設定:MEAS:SCAN 0 Disable scanning.

クエリ構文:MEASure:SCAN? <NR1>

応答パラメータ<NR1>

スキャン無効/有効設定

0

無効設定

1

有効設定

:MEAS:SCAN?
1

スキャン有効設定

クエリ例

OFF/0
ON/1

:MEASure:ALLVoltage?
説明

All Channel
Command

クエリ構文

全ての負荷モジュール/チャネルの電圧値を 1-8(PEL-2004A) / 1-4 (PEL2002A) の順に応答します。
:MEASure:ALLVoltage? <aard>

応答パラメータ<aard> 1 unit = 1 volt

クエリ例

CH1, CH2, CH3, CH4, 全てのチャンネルのCH5, CH6, CH7, CH8 電圧値を応答
1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A:MEAS:ALLV?
CH1: 2.5V
2.5000, 3.0000, 0.0000, CH2: 3V
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH3: 0V
5.500, 0.0000
CH4: 0V
CH5: 0V
CH6: 0V
CH7: 5.5V
CH8: 0V:MEASure:ALLCurrent?
説明
クエリ構文
84

電圧値, 単位: V

All Channel
Command

全ての負荷モジュール/チャネルの電流値を 1-8(PEL-2004A) / 1-4 (PEL2002A) の順に応答します。
:MEASure:ALLCurrent? <aard>

コマンド詳細
応答パラメータ<aard> 1 unit = 1 amp

電流値, 単位: A

全てのチャンネルの電流値を応答
1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A:MEAS:ALLC?
CH1: 0A
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH2: 0A
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH3: 0A
1.2000, 3.5600
CH4: 0A
CH5: 0A
CH6: 0A
CH7: 1.2A
CH8: 3.56A
CH1, CH2, CH3, CH4,
CH5, CH6, CH7, CH8

クエリ構文:MEASure:ALLPower?
説明

All Channel
Command

クエリ構文

全ての負荷モジュール/チャネルの電力値を 1-8(PEL-2004A) / 1-4 (PEL2002A) の順に応答します。
:MEASure:ALLPower? <aard>

応答パラメータ<aard> 1 unit = 1 watt

クエリ例

電流値, 単位: W

CH1, CH2, CH3, CH4, 全てのチャンネルのCH5, CH6, CH7, CH8 電力値を応答
1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A:MEAS:ALLP?
CH1: 0W
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH2: 0W
0.0000, 0.0000, 0.0000, CH3: 0W
1.5000, 3.2000
CH4: 0W
CH5: 0W
CH6: 0W
CH7: 1.5W
CH8: 3.2W

85

PEL-2000A プログラミングマニュアル

モードコマンド
:MODE
説明

構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

86

Channel SpecificCommand
特定のチャネルの放電モードを設定し、設定放電モードを応答します。 設定できる放電モードは、負荷モジ
ュールより異なります。
:MODE {CCL|CCH|CCDL|CCDH|CRL|CRH|CRDL|
CRDH|CPL|CPH|CVL|CVH}
CCL
CC Static モード Low レンジ
CCH
CC Static モード High レンジ
CCDL
CC Dynamic モード Low レンジ
CCDH
CC Dynamic モード High レンジ
CRL
CR Static モード Low レンジ
CRH
CR Static モード High レンジ
CRDL
CR Dynamic モード Low レンジ
CRDH
CR Dynamic モード High レンジ
CPL
CP Static モード Low レンジ
CPH
CP Static モード High レンジ
CVL
CV Static モード Low レンジ
CVH
CV Static モード High レンジ:MODE CCL CC Static モード Low レンジに設定:MODE?
CCL
CC Static モード Low レンジ
CCH
CC Static モード High レンジ
CCDL
CC Dynamic モード Low レンジ
CCDH
CC Dynamic モード High レンジ
CRL
CR Static モード Low レンジ
CRH
CR Static モード High レンジ
CRDL
CR Dynamic モード Low レンジ
CRDH
CR Dynamic モード High レンジ
CPL
CP Static モード Low レンジ
CPH
CP Static モード High レンジ
CVL
CV Static モード Low レンジ
CVH
CV Static モード High レンジ:MODE? 設定は CC Static モード High レンジ
CCH

コマンド詳細自動 OCP テストコマンド:OCP:EDIT:CHANnel? .................................................. 87:OCP:CHANnel:RANGe ................................................ 88:OCP:CHANnel:STARt .................................................. 88:OCP:CHANnel:END ..................................................... 89:OCP:CHANnel:STEP:CURRent ................................. 89:OCP:CHANnel:LAST .................................................... 90:OCP:CHANnel:STEP:TIME ......................................... 90:OCP:CHANnel:DELay .................................................. 91:OCP:CHANnel:TRIGger............................................... 91:OCP:CHANnel:KEEP ................................................... 92:OCP:CHANnel:ACTive ................................................. 92:OCP:STATus? ............................................................... 93:OCP:SAVE ..................................................................... 93:OCP:RUN ....................................................................... 93:OCP:RESult? ................................................................. 94

Channel SpecificCommand:OCP:EDIT:CHANnel?
説明構文

自動 OCP テストのパラメータ設定を行うチャンネルを設定し、そのチャンネルを応答します。
:OCP:EDIT:CHANnel <NR1>

パラメータ

<NR1>

クエリ構文

設定チャンネル: 1-8:OCP:EDIT:CHAN 1 パラメータ設定チャンネルは
1:OCP:EDIT:CHANnel?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

:OCP:EDIT:CHAN?
1

構文例

1-8
設定チャンネルは 1

87

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:RANGe
説明

構文

自動 OCP テストの CC レンジ Low/High を設定し、設定 CC レンジを応答します。または問い合わせます。
:OCP:CHANnel:RANGe{LOW|0|HIGH|1}

パラメータ

LOW/0

CC レンジ Low 設定

構文例

CC レンジ High 設定:OCP:CHAN:RANG 0 CC レンジ Low に設定

クエリ構文:OCP:CHANnel:RANGe?

応答パラメータ0

HIGH/1

CC レンジ High 設定:OCP:CHAN:RANG? 設定 CC レンジは Low
0
1

構文例

Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:STARt
説明構文

自動 OCP テストの開始電流値を設定し、開始電流値を応答します。
:OCP:CHANnel:STARt {<NRf>[A]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[A]

電流値, 単位: A

構文例

設定最大電流値
設定最小電流値:OCP:CHAN:STAR MIN 最小電流値に設定

クエリ構文:OCP:CHANnel:STARt?[MIN|MAX]

応答パラメータ

<NR2>

MAX
MIN

構文例

88

設定開始電流値, 単位: A:OCP:CHAN:STAR? MIN 開始電流の1.5
最小値は 1.5A

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:END
説明

構文

自動 OCP テストの終了電流値を設定し、終了電流値を応答します。
終了電流値は、DUT OCP 値より大きくする必要があります。
:OCP:CHANnel:END{<NRf>[A]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[A]

電流値, 単位: A

MAX

設定最大電流値

構文例

設定最小電流値:OCP:CHAN:END MIN 最小電流値に設定

クエリ構文:OCP:CHANnel:END?

応答パラメータ

<NR2>

MIN

クエリ例

設定終了電流値, 単位: A:OCP:CHAN:END? 終了電流値は 10A
10.0:OCP:CHANnel:STEP:CURRent
説明
構文
パラメータ

構文例

Channel SpecificCommand

自動 OCP テストの増加電流値を設定し、設定増加電流値を応答します。
:OCP:CHANnel:
STEP:CURRent {<NRf>[A]|MIN|MAX}<NRF>[A]
電流値, 単位: A
MAX
設定最大電流値
MIN
設定最小電流値

クエリ構文:OCP:CHAN:STEP 最小電流値に設定:CURRent MIN:OCP:CHANnel:STEP:CURRent?

応答パラメータ

<NR2>

クエリ例

設定増加電流値, 単位: A:OCP:CHAN:STEP:CURR? 増加電流値は 0.5A
0.589

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:LAST
説明

構文

自動 OCP テストの最終電流値を設定し、最終電流値を応答します。
最終電流値は、DUT の OCP が作動した後の電流値です。
:OCP:CHANnel:LAST {<NRf>[A]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[A]

電流値, 単位: A

MAX

設定最大電流値

クエリ構文

設定最小電流値:OCP:CHAN:LAST MAX 最終電流値を
最大電流値に設定:OCP:CHANnel:LAST?

応答パラメータ

<NR2>

MIN
構文例

クエリ例

設定最終電流値, 単位: A:OCP:CHAN:LAST? 設定最終電流値は 3A
3.0:OCP:CHANnel:STEP:TIME
説明
構文

Channel SpecificCommand

自動 OCP テストのステップ実行時間を設定し、ステッ
プ実行時間を応答します。
:OCP:CHANnel:STEP:TIME {<NRf>[S]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[S] ステップ実行時間, 単位: 秒
設定範囲: 0.05 ~1600.00
MAX
最大ステップ実行時間に設定
MIN
最小ステップ実行時間に設定

構文例:OCP:CHAN:
STEP:TIME MIN

クエリ構文

ステップ実行時間を最小値に設定:OCP:CHANnel:STEP:TIME?

応答パラメータ

<NR2>

クエリ例

90

設定ステップ実行時間, 単位: 秒:OCP:CHAN:STEP:TIME? 設定ステップ実行時間
10.0
は 10 秒コマンド詳細
Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:DELay
説明
構文

自動 OCP テストの遅延時間を設定し、遅延時間を応答します。
:OCP:CHANnel:DELay {<NRf>[S]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[S] 遅延時間, 単位: 秒
設定範囲: 0.005 ~ 160.000
MAX
最大遅延時間に設定
MIN
最小遅延時間に設定

構文例
クエリ構文

:OCP:CHAN:DEL MAX 遅延時間を最大値に設定:OCP:CHANnel:DELay?

応答パラメータ

<NR2>

クエリ例

設定遅延時間, 単位: 秒:OCP:CHAN:DEL? 設定遅延時間は 5 秒
5.0
Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:TRIGger
説明構文

自動 OCP テストの電圧トリガーレベルを設定し、電圧トリガーレベルを応答します。
:OCP:CHANnel:TRIGger {<NRf>[V]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[V]

電圧トリガーレベル, 単位: V

MAX

最大レベルに設定

クエリ構文

最小レベルに設定:OCP:CHAN:TRIG MAX 電圧トリガーレベルを最大に設定:OCP:CHANnel:TRIGger?

応答パラメータ

<NR2>

MIN
構文例

クエリ例

設定電圧トリガーレベル, 単位: V:OCP:CHAN:TRIG? 設定電圧トリガーレベルは
5.0
5V

91

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Channel SpecificCommand:OCP:CHANnel:KEEP
説明

構文

自動 OCP テストの電源出力低下後、Last Current を設定するまでの時間を設定し、その時間を応答します。設定キープ時間: 0 – 160 秒:OCP:CHANnel:KEEP{<NRf>[S]|MIN|MAX}

パラメータ<NRF>[S]MAX

キープ時間, 単位: 秒
設定範囲: 0.000 ~ 160.000
最大レベルに設定

構文例

最小レベルに設定:OCP:CHAN:KEEP MAX キープ時間を最大に設定

クエリ構文:OCP:CHANnel:KEEP?

応答パラメータ

<NR2>

MIN

クエリ例

設定キープ時間, 単位: 秒:OCP:CHAN:KEEP? 設定キープ時間は
5.0
5V:OCP:CHANnel:ACTive
説明

構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

92

Channel SpecificCommand

自動 OCP テストを実行するチャンネルを設定し、設定実行チャンネルを応答します。実行チャンネルの設定と応答パラメータは、ビットウエイトを使用します。
:OCP:CHANnel:ACTive{<NR1>0~255}<NR1> チャンネル番号 <NR1> チャンネル番号
1
1
16
5
2
2
32
6
4
3
64
7
8
4
128
8
:OCP:CHAN:ACT 3 実行チャンネルを 1 と 3 に設定:OCP:CHANnel:ACTive?
<NR1> チャンネル番号 <NR1> チャンネル番号
1
1
16
5
2
2
32
6
4
3
64
7
8
4
128
8

コマンド詳細
クエリ例:OCP:CHAN:ACT?
8:OCP:STATus?
説明

設定実行チャンネルは 4

Query

クエリ構文

自動 OCP テストのステータスを問い合わせます。
自動 OCP テストの設定実行チャンネルを応答します。
設定実行チャンネルの応答パラメータは、ビットウエイ
トを使用します。
:OCP:STATus?{<NR1>0~255}

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

チャンネル番号 <NR1> チャンネル番号
1
1
16
5
2
2
32
6
4
3
64
7
8
4
128
8
:OCP:STAT? 自動 OCP テストの設定実行チャン
1
ネルは 1
Channel SpecificCommand:OCP:SAVE
説明
構文

自動 OCP テストの各種パラメータを保存します。
:OCP:SAVE:OCP:RUN
説明

Command構文

自動 OCP テストの実行と停止を設定します。
:OCP:RUN { 0 | OFF| 1 | ON }

パラメータ

0/OFF

自動 OCP テストの停止を設定

自動 OCP テストの実行を設定:OCP:RUN OFF 自動 OCP テストの停止
1/ON

構文例

93

PEL-2000A プログラミングマニュアル:OCP:RESult?
説明

Query

クエリ構文

自動 OCP テスト結果を 1-8 (PEL-2004A) / 1-4(PEL2002A) の順に応答します。
:OCP:RESult?

応答パラメータ<aard>OCP 電圧値,
OCP 電流値

CH1: OCP Voltage, Current,
CH2: OCP Voltage, Current,
CH3: OCP Voltage, Current,
CH4: OCP Voltage, Current,
CH5: OCP Voltage, Current,
CH6: OCP Voltage, Current,
CH7: OCP Voltage, Current,
CH8: OCP Voltage, Current

チャンネルのテスト結果を応答
1-8: PEL-2004A
1-4: PEL-2002A

94

コマンド詳細

プログラム機能コマンド:PROGram:STATe ......................................................... 95:PROGram:FILE ............................................................. 96:PROGram:SEQuence .................................................. 97:PROGram:MEMory ....................................................... 97:PROGram:SEQuence:MODE ..................................... 97:PROGram:ONTime ....................................................... 98:PROGram:OFFTime ..................................................... 98:PROGram:PFTime........................................................ 99:PROGram:SEQuence:SHORt:TIME ........................ 100:PROGram:SEQuence:SHORt:CHANnel ................. 100:PROGram:CHAin:STARt ........................................... 101:PROGram:CHAin ........................................................ 101:PROGram:ACTive ...................................................... 102:PROGram:SAVE ......................................................... 103:PROGram:RUN ........................................................... 103:PROGram:STATe
説明

構文

Program Number
Specific

プログラム機能の実行状態を設定し、実行状態を応答します。
“:RUN”コマンドを使用して、プログラムをアクティブにすることができます。 また、”:ABORt”コマンドを使用してプログラムを中止することができます。
:PROGram:STATe{ON|OFF|PAUSE|CONTINUE|NEXT}95

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

プログラムを実行状態に設定します。
プログラムを実行停止状態に設定します。
PAUSE
プログラムを実行状態を一時停止に設
定します。
NEXT
停止中のプログラム実行を次のシーケ
ンスに進めます。
このコマンドは、実行中のシーケンス
モードが Manual に設定され、実行中のシーケンスの実行時間が終了している場合にのみ使用できます。
CONTINUE プログラム実行状態が一時停止(PAUSE)の場合、このコマンドでプログ
ラム続行実行状態にします。
:PROGram:STATe ON プログラムを実行状態に設定:PROGram:STATe?{ON,STOP|ON,PAUSE|ON, RUN|OFF}ON, STOP
実行状態が停止中
ON, PAUSE 実行状態が一時停止中
ON, RUN
実行中
OFF
未実行:PROGram:STATe? プログラム状態は実行中
ON
ON
OFF

:PROGram:FILE
説明

Program Number
Specific

構文

プログラム機能のプログラム番号を設定し、プログラ
ム番号を応答します。
:PROGram:FILE <NR1>

パラメータ

<NR1>

クエリ構文

プログラム番号を設定, 範囲: 1~12
:PROG:FILE 5 プログラム番号を 5 に設定:PROGram:FILE?

応答パラメータ

<NR1>

構文例

クエリ例

96

設定プログラム番号: 1-12
:PROG:FILE? 設定プログラム番号は 5
5

コマンド詳細

Program Number
Specific:PROGram:SEQuence
説明
構文

選択プログラム番号のシーケンス番号を設定し、シー
ケンス番号を応答します。
:PROGram:SEQuence <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

シーケンス番号: 1~10
:PROG:SEQ 1 シーケンス番号を 1 に設定

クエリ構文:PROGram:SEQuence?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

設定シーケンス番号: 1~10
:PROG:SEQ? 設定シーケンス番号は 1
1
Program Number
Specific:PROGram:MEMory
説明
構文

設定シーケンス番号に Memory データ番号を設定
し、設定 Memory データ番号を応答します。
:PROGram:MEMory <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

Memory データ番号: 1~120:PROG:MEM 1 Memory データ番号を 1 に設定

クエリ構文:PROGram:MEMory?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

設定 Memory データ番号: 1-120:PROG:MEM? 設定 Memory データ番号は 1
1:PROGram:SEQuence:MODE
説明
構文
パラメータ

Program Number
Specific

設定シーケンス番号の動作モードを設定し、動作モードを応答します。
:PROGram:SEQuence:MODE{MANUAL|AUTO|SKIP}
MANUAL 設定シーケンス番号を手動実行に設定
AUTO
設定シーケンス番号を自動実行に設定
SKIP

設定シーケンス番号をスキップに設定
97

PEL-2000A プログラミングマニュアルノート

構文例
Query Syntax
応答パラメータ

MANUAL モードに設定されたシーケンス番号
は、” :PROG:STAT NET”コマンドを使用して次のシーケンス番号を実行します。
:PROG:SEQ:MODEAUTO 設定シーケンス番号を自動実行に設定:PROGram:SEQuence:MODE?
MANUAL 手動実行に設定されたシーケンス番号
AUTO
自動実行に設定されたシーケンス番号
スキップに設定されたシーケンス番号:PROG:SEQ:MODE? このシーケンス番号は
AUTO
自動実行
SKIP

クエリ例

Program Number
Specific:PROGram:ONTime
説明構文

設定シーケンス番号の実行時間(On-Time)を設定し、On-Time を応答します。設定範囲: 0.1 ~ 60.0 秒:PROGram:ONTime <NRf>[S]パラメータ<NRf>[S]On-Time 設定, 単位: 秒

0.1 - 60

0.1 ~ 60 秒

構文例

0.1 ~ 60 秒
:PROG:ONT 10S On-Time を 10 秒に設定

クエリ構文

:PROGram:ONTime? <NR2>

応答パラメータ<NR2>

0.1 - 60s

設定 On-Time, 単位: 秒

0.1 ~ 60 秒
:PROG:ONT? On-Time 設定は 10 秒
10
0.1 - 60

クエリ例

:PROGram:OFFTime
説明

構文
98

Program Number
Specific

設定シーケンス番号の ON-Time 後に次シーケンス
番号を実行する時間(Off-Time)を設定し、Off-Time を応答します。設定範囲: Off, 0.1 ~ 60.0 秒:PROGram:OFFTime <NRf>[S]コマンド詳細パラメータ<NRf>[S]0.0

Off-Time 設定, 単位: 秒
0 秒設定は Off-Time 設定を Off

0.1 ~ 60

0.1 ~ 60 秒

構文例

0.1~60 秒:PROG:OFFT 10S Off-Time を 10 秒に設定

クエリ構文

:PROGram:OFFTime? <NR2>

応答パラメータ<NR2> I unit = 1 second 設定 Off-Time, 単位: 秒
0.0~600.0~60 秒

クエリ例:PROG:OFFT? 設定 Off-Time は 10 秒
10

0.1 ~ 60S

Program Number
Specific:PROGram:PFTime
説明

構文
パラメータ

設定シーケンス番号の P/F Time (Pass/Fail 判定時間)を設定し、P/F Time を応答します。
設定範囲: Off, 0.1 ~ (On-Time+Off-Time) - 0.1 秒:PROGram:PFTime <NRf>[S]<NRf>[S]0.0

P/F Time, 単位: 秒
0 秒設定は P/F Time 設定を Off

0.1~119.9

0.1~119.9 秒

構文例
クエリ構文

0.1~119.9 秒:PROG:PFT 0.5 P/F-Time を 0.5 秒に設定
:PROGram:PFTime? <NR2>

応答パラメータ<NR2> 1 unit = 1 second

0.1~119.9S

0.0~119.9
クエリ例

設定 P/F Time,
単位: 秒
0.0~199.9 秒:PROG:PFTime? 設定 P/F Time は 5 秒
599

PEL-2000A プログラミングマニュアル:PROGram:SEQuence:SHORt:TIME
説明

構文
パラメータ

Program Number
Specific

設定シーケンス番号の Short-Time (負荷チャンネル
入力端子の短絡時間)を設定し、Short-Time を応答します。
設定範囲: Off, 0.1 ~ On-Time 秒:PROGram:SEQuence:SHORt:TIME<NRf>[S]<NRf>[S]0.0

Short-Time, 単位: 秒
0 秒設定は Short-Time 設定を Off

0.1~600.1~60 秒

0.1~60 秒:PROG:SEQ:SHOR:TIME 0.5
0.1~60S

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Short-Time を
0.5 秒に設定:PROGram:SEQuence:SHORt:TIME? <NR2><NR2> 1 unit = 1 second 設定 Short-Time,
単位: 秒
0.0~600.0~60 秒:PROG:SEQ:SHOR:TIME? 設定 Short-Time は
55秒
Program Number:PROGram:SEQuence:SHORt:CHANnel Specific
説明

構文

設定シーケンス番号の Short チャンネルを設定し、設定 Short チャンネルを応答します。
Short チャンネルの設定と応答パラメータは、ビットウ
エイトを使用します。
:PROGram:SEQuence:SHORt:CHANnel<NR1>

パラメータ

<NR1>
1
2
4
8

100

チャンネル番号 <NR1>
1
16
2
32
3
64
4
128

チャンネル番号
5
6
7
8

コマンド詳細
構文例
クエリ構文:PROG:SEQ:
Short チャンネルを 3 と 4 に設定
SHOR:CHAN 12:PROGram:SEQuence:SHORt:CHANnel?<NR1>

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

チャンネル番号 <NR1> チャンネル番号
1
1
16
5
2
2
32
6
4
3
64
7
8
4
128
8
:PROG:SEQ:SHOR:CHAN? 設定 Short チャンネ12
ルは 3 と 4:PROGram:CHAin:STARt
説明

Program Number
Specific

構文

プログラム機能プログラムチェーンの開始プログラム
番号を設定し、開始プログラム番号を応答します。
:PROGram:CHAin:STARt<NR1>

パラメータ

<NR1>

クエリ構文

開始プログラム番号を設定, 範囲：1~12:PROG:CHA:STAR 1 プログラムチェーン開始プロ
グラム番号を１に設定:PROGram:CHAin:STARt?<NR1>

応答パラメータ

<NR1>

構文例

クエリ例

設定開始プログラム番号, 範囲：1~12:PROG:CHA:STAR? プログラムチェーン設定開始
5
プログラム番号は 5:PROGram:CHAin
説明Program Number
Specific

構文

選択プログラム番号のチェーンするプログラム番号を設定し、チェーン先プログラム番号を応答します。
:PROGram:CHAin <NR1>

パラメータ

<NR1>

1-12
0

チェーン先プログラム番号を設定
1-12
0 秒は Off 設定, Off はチェーン先無し

101PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ

プログラム番号 6 をチェーン先プログラム番号に設定:PROGram:CHAin? <NR1>

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

:PROG:CHA 6

設定チェーン先プログラム番号
1-12
1-12
0
チェーン先プログラム番号無し:PROG:CHA? チェーン先プログラム番号は 6
6:PROGram:ACTive
説明

Program Number
Specific

構文

プログラム機能を実行するチャンネルを設定し、実行設定チェンネルを応答します。
プログラム機能実行チャンネルの設定と応答パラメー
タは、ビットウエイトを使用します。
:PROGram:ACTive <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

102

チャンネル番号 <NR1> チャンネル番号
1
1
16
5
2
2
32
6
4
3
64
7
8
4
128
8
:PROG:ACT 4 CH3 をプログラム機能実行に設定:PROGram:ACTive? <NR1><NR1> チャンネル番号 <NR1> チャンネル番号
1
1
16
5
2
2
32
6
4
3
64
7
8
4
128
8
:PROG:ACT? CH3 と CH4 が12
プログラム機能実行設定

コマンド詳細:PROGram:SAVE
説明

All Channel
Command構文

設定されたプログラム機能の各パラメータとプログラ
ムチェーンを、内部メモリーに保存します。
:PROGram:SAVE

構文例:PROG:SAVE:PROGram:RUN
説明

内部メモリーにプログラム機能の各パラメータを保存
All Channel
Command構文

プログラム機能の実行と停止を行います。
:PROGram:RUN {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

プログラム機能停止

ON/1

プログラム機能実行:PROG:RUN 1

プログラム機能実行

構文例

103

PEL-2000A プログラミングマニュアル

CR モードコマンド:RESistance:STATic:RECall ....................................... 104:RESistance[:STATic]:L1/L2 ....................................... 105:RESistance[:STATic]:RISE/FALL ............................. 105:RESistance:STATic:LOW:AVALue/BVALue ........... 106:RESistance:STATic:LOW:RISE/FALL ..................... 107:RESistance:STATic:HIGH:AVALue/BVALue .......... 108:RESistance:STATic:HIGH:RISE/FALL .................... 108:RESistance:DYNamic:L1/L2 ..................................... 109:RESistance:DYNamic:RISE/FALL ........................... 110:RESistance:DYNamic:T1/T2 ..................................... 111:RESistance:DYNamic:LOW:L1/L2 ........................... 111:RESistance:DYNamic:LOW:RISE/FALL ................. 112:RESistance:DYNamic:LOW:T1/T2 ........................... 113:RESistance:DYNamic:HIGH:L1/L2 .......................... 113:RESistance:DYNamic HIGH:RISE/FALL................. 114:RESistance:DYNamic:HIGH:T1/T2 .......................... 115:RESistance:STATic:RECall
説明

構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

104

Channel SpecificCommand

CR Static モードで A/B Value の何れかをアクティブにするかを設定し、アクティブな A/B Value を応答します。
:RESistance:STATic:RECall {A|0|B|1}
A/0
A Value をアクティブに設定
B/1
B Value をアクティブに設定:RES:STAT:REC 1 B Value をアクティブに設定:RES:STATic:RECall?
<NR1>
アクティブな A/B Value
0
A Value1
B Valueコマンド詳細
クエリ例:RES:STAT:REC?
0

A Value がアクティブ

Channel SpecificCommand:RESistance[:STATic]:L1/L2
説明

構文
パラメータ

CR Static モードでの A/B Value を設定し、設定 A/B
Value を応答します。L1 は A Value、L2 は B Valueです。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CR モードに切り替えます。
:RESistance[:STATic]:L1/L2<NRf+>[OHM]
NRf+[OHM]
L1 10

設定抵抗値, 単位: Ω
A Value を 10Ωに設定

L2 20
L1 MINB Value*を 20Ωに設定,*シングルチャンネルモデル
A Value を最小値に設定

L1 MAXA Value を最大値に設定

クエリ構文

A Value を 10Ω に設定:RESistance[:STATic]:L1/L2? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

A/B Value 設定値, 単位: Ω<NR2>

A/B Value を応答

MAX/MIN

最大値と最小値を応答

構文例

クエリ例

:RES:L1 10:RES:L1? MAX A Value の最大値は 300Ω
300
(PEL-2020A):RESistance[:STATic]:RISE/FALL
説明

構文

Channel SpecificCommand

CR Static での Rise/Fall Slew Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。Rise/Fall
Slew Rate は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CR モードに切り替えます。
:RESistance[:STATic]:RISE/FALL <NRf+>[A/uS]
105

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ<NRf+>[A/uS]

設定 Slew Rate 単位: A/us

RISE/FALL
0.8A/uS

Rise/Fall Slew Rate を
0.8A/us に設定
Rise/Fall Slew Rate を
0.8A/us に設定

RISE/FALL .8
RISE/FALL MIN
RISE/FALL MAX
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

設定 Rise/Fall Slew Rate を最小に設定
設定 Rise/Fall Slew Rate を最大に設定

Rise Slew Rate を
0.1A/us に設定:RESistance:RISE/FALL? [MIN|MAX]:RES:RISE 0.1<NR2> [MAX|MIN] Slew rate 設定値, 単位: A/us
Slew Rate を応答<NR2>
最大値と最小値を応答
MAX/MIN:RES:RISE? MAX 設定 Rise Slew Rate は0.80000.8A/us
Channel Specific:RESistance:STATic:LOW:AVALue/BVALue Command
説明
構文
パラメータ

CR Static モード Low レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:RESistance:STATic:LOW:AVALue/BVALue <NRf+>[OHM]
NRf+[OHM]
A/B Value 設定. 単位: Ω
AVALue 10
A Value を 10Ωに設定
BVALue 20
AVALue MIN

B Value を 20Ωに設定
A Value 最小値に設定

構文例

A Value 最大値に設定:RES:STAT:LOW:BVAL 10 A Value を 10Ωに設定

クエリ構文:RESistance:STATic:LOW:AVALue/BVALue?

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

設定 A/B Value. 単位: Ω<NR2>

設定 A/B Value を応答

AVALue MAX

106

コマンド詳細
クエリ例:RES:STAT
A Value 最大値は 300Ω
:LOW:AVAL? MAX (PEL-2020A)
300:RESistance:STATic:LOW:RISE/FALL
説明

Channel SpecificCommand

クエリ構文

CR Static モード Low レンジでの Rise/Fall Slew
Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
:RESistance:STATic:LOW:RISE/FALL<NRf+>[A/uS]<NRf+>[A/uS]
Slew Rate を設定, 単位: A/us
RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate を
0.8A/us に設定
RISE/FALL .8
Rise/Fall Slew Rate を
0.8A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate を最大値に設定:RES:STAT:LOW:RISE 0.1 Rise Slew Rate を
0.1A/us に設定:RESistance:STATic:LOW:RISE/FALL?[MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

設定 Slew Rate, 単位: A/us

<NR2>

Slew rate 設定値を応答

MAX, MIN

最大値と最小値を応答

構文
パラメータ

構文例

クエリ例

:RES:STAT:LOW:RISE? MAX
0.8000Rise Slew Rate の最大設定値
は 0.８A/us107

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel Specific:RESistance:STATic:HIGH:AVALue/BVALue Command
説明
構文
パラメータ

CR Static モード High レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:RESistance:STATic:HIGH:AVALue/BVALue <NRf+>[OHM]
NRf+[OHM]
A/B Value を設定, 単位: Ω
AVALue 10
A Value を 10Ω に設定
BVALue 20OHM B Value を 20Ω に設定
AVALue MIN
A Value を最小値に設定
AVALue MAX
A Value を最大値に設定

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例:RES:STAT:HIGH:BVAL 10 B Value を
10Ω に設定:RESistance:STATic:HIGH:AVALue/BVALue? [MAX|MIN]<NR2> [MAX|MIN] A/B Value, 単位: Ω<NR2>
A/B Value を応答
MAX, MIN

最大最小値を応答:RES:STAT:HIGH:BVAL? MAX
15000.0

B Value も最大値は 15kΩ(PEL-2020A):RESistance:STATic:HIGH:RISE/FALL
説明

構文

108

Channel SpecificCommand

CR Static モード High レンジでの Rise/Fall Slew
Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
:RESistance:STATic:HIGH:RISE/FALL<NRf+>[A/uS]

コマンド詳細パラメータ<NRf+>[A/uS]

Slew Rate を設定, 単位: A/us

クエリ構文

RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate を
0.8A/us に設定
RISE/FALL 0.5
Rise/Fall Slew Rate を
0.5A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate を最大値に設定:RES:STAT:HIGH:RISE 1.1 Rise Slew Rate を
1.1A/us に設定:RESistance:STATic:HIGH:RISE/FALL?[MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

設定 Slew Rate, 単位: A/us

<NR2>
MAX/MIN

設定 Slew Rate を応答最大最小値を応答:RES:STAT:HIGH:RISE? MIN
0.8000Rise Slew Rate の最小値は0.8A/us

構文例

クエリ例:RESistance:DYNamic:L1/L2
説明

構文
パラメータ

Channel SpecificCommandCR Dynamic モードの Level1/2 を設定し、Level1/2
設定値を応答します。 Level1/2 設定値は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CR Dynamic モードに切り替えます。
:RESistance:DYNamic:L1/L2 <NRf+>[OHM]
NRf+[OHM] Level1/2 設定値, 単位: ΩL1 1Level1 を 1Ωに設定
L2 2

Level2 を 2Ω に設定

L2 2OHM
L1/L2 MIN

Level2 を 2Ω に設定
Level1/2 を最小値に設定

構文例

Level1/2 を最大値に設定:RES:DYN:L1 10 Level1 を 10Ω に設定

クエリ構文:RESistance:DYNamic:L1/L2?[MIN|MAX]

L1/L2 MAX109

PEL-2000A プログラミングマニュアル
応答パラメータ

クエリ例<NR2> [MAX|MIN]

設定 Level1/2 値, 単位: Ω<NR2>
MAX/MIN

設定 Level1/2 を応答
Level1/2 の最大最小値を応答:RES:DYN:L2?
2.0400

設定 Level2 値は 2.04Ω

:RESistance:DYNamic:RISE/FALL
説明

Channel SpecificCommand構文

CR Dynamic モードの Rise/Fall Slew Rate を設定
し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
Rise/Fall Slew Rate の設定は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CR Dynamic モードに切り替えます。
:RESistance:DYNamic:RISE/FALL<NRf+>[A/uS]

パラメータ<NRf+>[A/uS]

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

110

Slew Rate 設定値,
単位: A/us

RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate 値を0.8A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate 値を
1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定:RES:DYNA:RISE 1.1 Rise Slew Rate 値を1.1A/us に設定:RESistance:DYNamic:RISE/FALL? [MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] 設定 Slew Rate 値, 単位: A/us
<NR2>
設定 Slew Rate 値を応答
MAX/MIN
Slew Rate の最大最小設定値を応答:RES:DYN:FALL? MIN Fall Slew Rate の0.0003
最小設定値は 0.0003A/us

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:RESistance:DYNamic:T1/T2
説明構文

CR Dynamic モードの Timer 1/2 を設定し、設定
Timer 1/2 値を応答します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用してデバイスを CR Dynamic モードに切り替えます。
:RESistance:DYNamic:T1/T2<NRf+>[S|ms]

パラメータ<NRf+>[S]Timer 1/2 設定値, 単位: 秒

T1/T2 0.1S

Timer 1/2 を 0.1 秒に設定

T1/T2 1

Timer 1/2 を 1 秒に設定

構文例

T1/T2 MIN Timer 1/2 を最小値に設定
T1/T2 MAX Timer 1/2 を最大値に設定:RES:DYN:T1 .1S Timer 1 を 0.1 秒に設定

クエリ構文

:RESistance:DYNamic:T1/T2?[MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

設定 Timer 1/2 値, 単位: 秒<NR2>

設定 Timer 1/2 値を応答

MAX/MIN

Timer 1/2 の最大最小設定値を応答

クエリ例１
クエリ例 2:RES:DYN:T1?
設定 Timer 1 は 2.5 秒
2.5:RES:DYN:T1? MIN Timer 1 の最小値は0.000025
0.000025 秒:RESistance:DYNamic:LOW:L1/L2
説明Channel SpecificCommand構文

CR Dynamic モード Low レンジで、Level 1/2 を設定
し、Level 1/2 設定値を応答します。
:RESistance:DYNamic:LOW:L1/L2 <NRf+>[OHM]

パラメータ

NRf+[OHM]

Level 1/2 設定値, 単位: ΩL1 10Level 1 を 10Ωに設定

L2 20OHM

Level 2 を 20Ωに設定

L1/L2 MIN
L1/L2 MAX

Level 1/2 を最小値に設定
Level 1/2 を最大値に設定
111

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ:RES:DYN:LOW:L1 10 Level 1 を 10Ω に設定:RESistance:DYNamic:LOW:L1/L2?[MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN]<NR2>

Level 1/2 設定値, 単位: Ω
設定抵抗値を応答

Level 1/2 の最大最小設定値を応答:RES:DYN:LOW:L2? MAX Level 2 の最大設定値
300
は 300Ω
(PEL-2020A)
MAX/MIN

クエリ例

Channel Specific:RESistance:DYNamic:LOW:RISE/FALL Command
説明

構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ112

CR Dynamic モード Low レンジでの Rise/Fall Slew
Rate を設定し、Rise/Fall Slew Rate 設定値を応答します。
:RESistance:DYNamic:LOW:RISE/FALL <NRf+>[A/uS]<NRf+>[A/uS]
Slew Rate 設定値, 単位: A
RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate 値を0.8A/us に設定
RISE/FALL .1
Rise/Fall Slew Rate 値を0.1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate 値を最大値に設定:RES:DYNA:LOW:RISE 0.1 Rise Slew Rate 値を0.1A/us に設定:RESistance:DYNamic:LOW:RISE/FALL? [MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] Slew Rate 設定値, 単位: A/us
<NR2>
設定値を応答MAX/MIN
Slew Rate の最大最小設定値を応答

コマンド詳細
クエリ例:RES:DYN:LOW:FALL? MIN Fall Slew Rate の0.8000
最小設定値は0.8A/us:RESistance:DYNamic:LOW:T1/T2
説明Channel SpecificCommand構文

CR Dynamic モード Low レンジでの Timer 1/2 を設定し、Timer 1/2 設定値を応答します。
:RESistance:DYNamic:LOW:T1/T2<NRf+>[S|ms]

パラメータ<NRf+>[S]Timer 1/2 設定値, 単位: 秒

T1/T2 0.1S
T1/T2 1

Timer 1/2 を 0.1 秒に設定
Timer 1/2 を 1 秒に設定

T1/T2 MIN

Timer 1/2 を最小値に設定

構文例

T1/T2 MAX Timer 1/2 を最大値に設定:RES:DYNA:LOW:T1 10S Timer 1 を 10 秒に設定

クエリ構文

:RESistance:DYNamic:T1/T2? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN] Timer 1/2 設定値, 単位: 秒<NR2>
設定値を応答MAX/MIN
Timer 1/2 の最大最小設定値を応答:RES:DYN:LOW:T1?
設定 Timer 1 は
2.5
2.5 秒に:CURR:DYN:LOW:T1? MIN Timer 1 の最小値は0.000025
0.000025 秒(25us)

クエリ例 1
クエリ例 2:RESistance:DYNamic:HIGH:L1/L2
説明
構文
パラメータ

Channel SpecificCommandCR Dynamic モード High レンジでの Level 1/2 を設定し、Level 1/2 設定値を応答します。
:RESistance:DYNamic:HIGH:L1/L2 <NRf+>[OHM]
NRf+[OHM] Level 1/2 設定値, 単位: ΩL1 10Level 1 を 10Ωに設定
L2 20OHM Level 2 を 20Ωに設定
L1/L2 MIN
Level 1/2 を最小値に設定
L1/L2 MAX Level 1/2 を最小値に設定
113

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例:RES:DYN:HIGH:L1 10 Level 1 を 10Ω に設定:RESistance:DYNamic:HIGH:L1/L2? [MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] Level 1/2 設定値, 単位: Ω<NR2>
設定値を応答MAX/MIN
Level 1/2 の最大最小設定値を応答:RES:DYN:HIGH:L2? MAX Level 2 の最大設定値
15000.0は 15kΩ
(PEL-2020A)
Channel Specific:RESistance:DYNamic HIGH:RISE/FALL Command
説明

構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータCR Dynamic モード High レンジでの RISE/FALL
Slew Rate を設定し、RISE/FALL Slew Rate 設定値
を応答します。
:RESistance:DYNamic:HIGH:RISE/FALL <NRf+>[A/uS]<NRf+>[A/uS]
Slew Rate 設定値, 単位: A
RISE/FALL 0.8A/uS Rise/Fall Slew Rate 値を0.8A/us に設定
RISE/FALL 1
Rise/Fall Slew Rate 値を
1A/us に設定
RISE/FALL MIN
Rise/Fall Slew Rate 値を最小値に設定RISE/FALL MAX
Rise/Fall Slew Rate 値を最大値に設定:RES:DYN:HIGH:RISE 1.1 Rise Slew Rate 値を1.1A/us に設定:RESistance:DYNamic:HIGH:FALL? [MIN|MAX]<NR2> [MAX|MIN] Slew Rate 設定値, 単位: A/us
<NR2>
設定値を応答MAX/MIN

114

Slew Rate の最大最小設定値を応答

コマンド詳細
クエリ例:RES:DYN:HIGH:FALL? MAX
0.8000

Fall Slew Rate の最大設定値は 0.8A/us:RESistance:DYNamic:HIGH:T1/T2
説明Channel SpecificCommand構文

CR Dynamic モード High レンジでの Timer 1/2 を設定し、Timer 1/2 設定値を応答します。
:RESistance:DYNamic:HIGH:T1/T2 <NRf+>[S|ms]

パラメータ<NRf+>[S]Timer 1/2 設定値, 単位: 秒

T1/T2 0.1S
T1/T2 1

Timer 1/2 を 0.1 秒に設定
Timer 1/2 を 1 秒に設定

T1/T2 MIN

Timer 1/2 を最小値に設定

T1/T2 MAX

Timer 1/2 を最大値に設定

構文例
クエリ構文

:RES:DYNA
Timer 1 を 10 秒に設定
:HIGH:T1 10S:RESistance:DYNamic:HIGH:T1/T2? [MIN|MAX]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

Timer 1/2 設定値, 単位: 秒<NR2>

設定値を応答Timer 1/2 の最大最小設定値を応答:RES:DYN:HIGH:T1?
設定 Timer 1 は 2.5 秒
2.5:RES:DYN:LOW:T1? MIN Timer 1 の最小設定値
0.000025は 0.000025 秒(25us)
MAX/MIN

クエリ例 1
クエリ例 2115

PEL-2000A プログラミングマニュアル

実行コマンドAll Channel
Command

:RUN
説明
構文

全ての負荷モジュールをオンにします。
:RUN

構文例

:RUN

116

全ての負荷モジュールをオンコマンド詳細

負荷モジュール表示コマンド:SHOW[:DISPlay] dual channel ................................. 117:SHOW[:DISPlay] single channel ............................... 118:SHOW[:DISPlay] dual channel
説明
構文

パラメータ

Channel SpecificCommand

2 チャンネルモデルで、特定チャネル負荷モジュールの表示内容を設定します。
:SHOW:DISPlay{LVI|LVW|LIW|RVI|RVW|RIW|LRV|LRI|LRW|LRS|L
IRV}
LVI
左負荷チャンネルの測定電圧と電流値
LVW 左負荷チャンネルの測定電圧と電力値
LIW 左負荷チャンネルの測定電流と電力値
右負荷チャンネルの測定電圧と電流値
RVW 右負荷チャンネルの測定電圧と電力値
RIW 右負荷チャンネルの測定電流と電力値
LRV 左と右負荷チャンネルの測定電圧値
RVI

左と右負荷チャンネルの測定電流値
LRW 左と右負荷チャンネルの測定電力値
LRS 左と右負荷チャンネルの LOAD オン時間
LIRV 左負荷チャンネルの測定電流値と右負荷チャンネルの測定電圧値
LVRI 左負荷チャンネルの測定電圧値と右負荷チャンネルの測定電流値:SHOW:DISP LVI 負荷モジュール表示を左負荷チ
ャンネルの測定電圧と電流値に
設定
LRI

構文例

117

PEL-2000A プログラミングマニュアル:SHOW[:DISPlay] single channel
説明

Channel SpecificCommand構文

シングルチャンネルモデルで、特定チャネル負荷モジ
ュールの表示内容を設定します。
:SHOW:DISPlay {VI|VW|IW|S}

パラメータ

VI

測定電圧と電流値

VW
IW

測定電圧と電力値
Current/power 測定電流と電力値

LOAD オン時間:SHOW:DISP VI 負荷モジュール表示を、測定電圧と電流値に設定
S

構文例

118

コマンド詳細

Go/NoGo コマンド:SPECification:TEST .................................................... 119:SPECification:DELay .................................................. 120:SPECification:UNIT .................................................... 120:SPECification:VOLTage:H ......................................... 121:SPECification:VOLTage:L ......................................... 121:SPECification:VOLTage:C ......................................... 121:SPECification:CURRent:H ......................................... 122:SPECification:CURRent:L ......................................... 122:SPECification:CURRent:C ......................................... 123:SPECification[:PASS]? ............................................... 123:SPECification[:PASS]:CHANnel? ............................. 124:SPECification[:PASS]:ALLCHANnel? ...................... 124:SPECification[:PASS]:VOLTage? ............................. 124:SPECification[:PASS]:CURRent? ............................. 125:SPECification:TEST
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Channel SpecificCommand

特定チャンネルの Go/NoGo 動作を ON/OFF 設定
し、設定 ON/OFF 状態を応答します。
:SPECification:TEST {OFF|0|ON|1}
OFF/0
Go/NoGo 動作を OFF 設定
ON/1
Go/NoGo 動作を ON 設定:SPEC:TEST OFF Go/NoGo 動作を OFF 設定:SPECification:TEST?
<NR1>
Go/NoGo 動作の設定 ON/OFF 状態
0
OFF
1
ON
:SPEC:TEST? Go/NoGo 動作は ON 設定
1119

PEL-2000A プログラミングマニュアル:SPECification:DELay
説明
構文
パラメータ

構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

LOAD オンで、チャンネル LOAD オン動作の遅延時間を設定し、遅延時間を応答します。
:SPECification:DELay <NR2>[S]<NR2>[S] 遅延時間, 単位: 秒
設定範囲: 0.0~10.0 秒
5
遅延時間を 5 秒に設定
:SPECification:DEL 5
遅延時間を 5 秒に設定
:SPECification:DELay?
<NR2>[S] i設定遅延時間を応答, 単位: 秒
1
設定遅延時間 1 秒:SPECification:DEL? 設定遅延時間は 0.5 秒
0.5:SPECification:UNIT
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

120

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

Go/NoGo 動作しきい値の Entry Mode を Percent/
Value に設定し、設定 Entry Mode を応答します。
:SPECification:UNIT {PERCENT|0|VALUE|1}
PERCENT/0 Entry Mode を Percent に設定
VALUE/1
Entry Mode を Value に設定:SPEC:UNIT PERCENT Entry Mode を
Percent に設定:SPECification:UNIT?
<NR1>
Entry Mode を応答
0Percent
1
Value:SPEC:UNIT? 設定 Entry Mode は percent.
0コマンド詳細:SPECification:VOLTage:H
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

選択中の負荷チャンネルが CC および CR モードの時、High のしきい値を電圧で設定し応答します。
:SPECification:VOLTage:H <NRf+>[V]<NRf+>[V]High しきい値 単位: V
10High しきい値を 10V に設定:SPEC:VOLT:H 2V High しきい値を 2V に設定:SPECification:VOLTage:H?
<NR2>
設定しきい値を応答, 単位: V:SPEC:VOLT:H?
設定 Low しきい値は 2V
2.000:SPECification:VOLTage:L
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

構文
パラメータ
構文例

Channel SpecificCommand

選択中の負荷チャンネルが CC および CR モードの時、Low のしきい値を電圧で設定し応答します。
:SPECification:VOLTage:L <NRf+>[V]<NRf+>[V]Low しきい値 単位: V
1V
Low しきい値を 1V に設定:SPEC:VOLT:L 2V Low しきい値を 2V に設定:SPECification:VOLTage:L?
<NR2>
設定しきい値を応答, 単位: V:SPEC:VOLT:L? 設定 Low しきい値は 2V
2.000:SPECification:VOLTage:C
説明

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

選択中の負荷チャンネルが CC および CR モードの時、Center のしきい値を電圧で設定し応答します。
:SPECification:VOLTage:C <NRf+>[V]<NRf+>[V]Center しきい値 単位: V
5.5
Center しきい値を 5.5V に設定:SPEC:VOLT:C 2V Center しきい値を 2V に設定
121

PEL-2000A プログラミングマニュアル
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例:SPECification:VOLTage:C?
<NR2>
設定しきい値を応答, 単位: V:SPEC:VOLT:C? 設定 Center しきい値は 2V
2.000:SPECification:CURRent:H
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

選択中の負荷チャンネルが CV および CP モードの時、High のしきい値を電流で設定応答します。
:SPECification:CURRent:H <NRf+>[A]<NRf+>[A]High しきい値 単位: A
5High しきい値を 5A に設定:SPEC:CURR:H 1A High しきい値を 1A に設定:SPECification:CURRent:H?
<NR2>
設定しきい値を応答, 単位: A:SPEC:CURR:H? 設定 High しきい値は 5.12A
5.120:SPECification:CURRent:L
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

122

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

選択中の負荷チャンネルが CV および CP モードの時、Low のしきい値を電流で設定し、応答します。
:SPECification:CURRent:L <NRf+>[A]<NRf+>[A]Low しきい値 単位: A
1A
Low しきい値を 1A に設定:SPEC:CURR:L 1A Low しきい値を 1A に設定:SPECification:CURRent:L?
<NR2>
設定しきい値を応答, 単位: A:SPEC:CURR:L? 設定 Low しきい値は 5.12A
5.120

コマンド詳細:SPECification:CURRent:C
説明
構文
パラメータ
構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

選択中の負荷チャンネルが CV および CP モードの時、Center のしきい値を電流で設定し応答します。
:SPECification:CURRent:C <NRf+>[A]<NRf+>[A]Center しきい値 単位: A
3A
Center しきい値を 3A に設定:SPEC:CURR:C 1A Center しきい値を 1A に設定:SPECification:CURRent:C?
<NR2>
設定しきい値を応答, 単位: A:SPEC:CURR:C? 設定 Center しきい値は 5.12A
5.120:SPECification[:PASS]?
説明
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例 1
クエリ例 2Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

選択中の負荷チャネルの Go/NoGo 動作状態を応答します。
:SPECification[:PASS]?
<NR1>
Go/NoGo 動作状態
0
Fail
1
Pass
:SPEC:PASS? Go/NoGo 動作状態は Fail0
:SPEC?
Go/NoGo 動作状態は Pass
1

123

PEL-2000A プログラミングマニュアル:SPECification[:PASS]:CHANnel?
説明
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

選択中の負荷チャネルの Go/NoGo 動作状態を応答します。
:SPECification[:PASS]:CHANnel?
<NR1>
Go/NoGo 動作状態を応答
0
Fail
1
Pass
:SPEC:PASS:CHAN? 現在のチャンネルの0
Go/NoGo 動作状態は、Fail:SPECification[:PASS]:ALLCHANnel?
説明
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

ノート
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

124

Channel SpecificCommand

全チャネルの Go/NoGo 動作状態を応答します。
:SPECification[:PASS]:{CHANnel|ALLChannel|VOLTage|CURRent}?
<NR1>
Go/NoGo 動作状態を応答
0
Fail
1
Pass
:SPEC:PASS:ALLC? 全チャンネル(8 チャンネル
0,0,0,0,0,0,0,0の場合)の Go/NoGo 動作
状態は、Fail:SPECification[:PASS]:VOLTage?
説明

Channel SpecificCommandChannel SpecificCommand

電圧の Go/NoGo 動作状態を応答します。
負荷チャンネルが CC, CR モードの場合:SPECification[:PASS]:VOLTage?
<NR1>
Go/NoGo 動作状態を応答
0
Fail
1
Pass
:SPEC:PASS:VOLT? テストが Go/NoGo 電圧制
0限を超えました。

コマンド詳細:SPECification[:PASS]:CURRent?
説明
ノート
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Channel SpecificCommand

電流の Go/NoGo 動作状態を応答します。
負荷チャンネルが CV, CP モードの場合:SPECification[:PASS]:CURRent?
<NR1>
Go/NoGo 動作状態を応答
0
Fail
1
Pass
:SPEC:PASS:CURR? テストが Go/NoGo 電流制
0
限を超えました。

125

PEL-2000A プログラミングマニュアル

ステータスコマンド:STATus:CHANnel:CONDition? ................................. 126:STATus:CHANnel:ENABle ........................................ 127:STATus:CHANnel:EVENt? ........................................ 127:STATus:CHANnel:NTRansition/PTRansition ......... 128:STATus:CSUMmary:ENABle .................................... 129:STATus:CSUMmary:EVENt? .................................... 130:STATus:QUEStionable:CONDition? ........................ 130:STATus:QUEStionable:ENABle ............................... 131:STATus:QUEStionable[:EVENt]? ............................. 131:STATus:QUEStionable:NTRansition/PTRansition . 132:STATus:PREset .......................................................... 133:STATus:CHANnel:CONDition?
説明

クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Channel Status Condition Register のステータス状
態を応答します。
ステータス状態はビットウエイトで応答されます。 詳し
くは 172 ページをご覧ください。
:STATus:CHANnel:CONDition?
<NR1>
1
2

Condition
OC(OCP)OV(OVP)

4
8

OP(OPP)RV(RVA):STAT:CHAN:COND?
3126

Channel SpecificCommand

<NR1>
16
32

Condition
OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用
Channel Status Condition
Register 状態は、OC と OVです。

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:STATus:CHANnel:ENABle
説明

構文

Channel Status Enable Register で有効にする
Event を設定し、設定 Event を応答します。 Event の設定や応答は、ビットウエイトを使用します。詳しくは
172 ページをご覧ください。
:STATus:CHANnel:ENABle <NR1>

パラメータ

<NR1>

Event

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

構文例

Event

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用

クエリ構文:STAT:CHAN:ENAB 12 Event OP と RV を有効に設定
:STATus:CHANnel:ENABle?

応答パラメータ

<NR1>

Event

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

クエリ例

クエリ構文

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:STAT:CHAN:ENAB? 有効なイベントは OP
4:STATus:CHANnel:EVENt?
説明

Event

Channel SpecificCommand

特定のチャンネルの Channel Status Event registerのステータスを応答します。 ステータス Event の応答
は、ビットウエイトを使用します。
Channel Status Event register は、読み取り時にクリアされます。
:STATus:CHANnel:EVENt?

127

PEL-2000A プログラミングマニュアル
応答パラメータ

クエリ例

<NR1>

Event

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)Event

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:STAT:CHAN:EVEN? OC (過電流) イベントが発生
1
Channel Specific:STATus:CHANnel:NTRansition/PTRansition Command
説明

構文
パラメータ

Channel Status Condition register の NTR(負遷移
1→0)/PTR(正遷移 0→1)を設定し、設定遷移を応答します。
遷移設定と応答は、ビットウエイトを使用します。詳し
くは 172 ページをご覧ください。
:STATus:CHANnel:NTRansition/PTRansition<NR1><NR1>
Condition <NR1>
Condition
1
2

OC(OCP)OV(OVP)

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

1632

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用

構文例 1:STAT:CHAN:NTR 12

OP と RV を
NTR(負遷移)に設定

構文例 2:STAT:CHAN:PTR 1

OC を PTR(正遷移)に設定

クエリ構文:STATus:CHANnel:NTRansition/PTRansition?
<NR1>
Event
<NR1>

応答パラメータ

128

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

16
32

Event

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用

コマンド詳細クエリ例 1
クエリ例 2:STAT:CHAN:NTR?
4:STAT:CHAN:PTR?
24:STATus:CSUMmary:ENABle
説明

OP が NTR 設定
RV と OT が PTR 設定

Channel SpecificCommand構文

Channel Summary Register のチャネルを Status
Byte Register の CSUM Bit に設定し、設定 CSUM
Bit チャンネルを応答します。
CSUM Bit 設定と応答は、ビットウエイトを使用します。詳しくは 173 ページをご覧ください。
:STATus:CSUMmary:ENABle <NR1>

パラメータ

<NR1>

Event

<NR1>

Event

クエリ構文

1
CH1
16
CH5
2
CH2
32
CH6
4
CH3
64
CH7
8
CH4
128
CH8
:STAT:CSUM: 3 CH1 と CH2 を Status Byte
Register の CSUM Bit に設定:STATus:CSUMmary:ENABle?

応答パラメータ

<NR1>

構文例

クエリ例

Event

1
CH1
2
CH2
4
CH3
8
CH4
:STAT:CSUM:ENAB?
4

<NR1>

Event

16
CH5
32
CH6
64
CH7
128
CH8
CH3 が Status Byte
Register の CSUM Bit

129

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:STATus:CSUMmary:EVENt?
説明

クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Channel Summary Event register のステータスを応答します。ステータスの応答は、ビットウエイトを使用します。
Channel Summary Event register は、読み取り時にクリアされます。
:STATus:CSUMmary:EVENt?
<NR1>
Event
1
CH1
2
CH2
4
CH3
8
CH4
:STAT:CSUM:EVEN?
4

<NR1>
Event
16
CH5
32
CH6
64
CH7
128
CH8
CH3 でイベントが発生:STATus:QUEStionable:CONDition?
説明

Channel SpecificCommand

クエリ構文

特定チャネルの Questionable Status Condition
register のステータスを応答します。
ステータスの応答は、ビットウエイトを使用します。詳しくは 174 ページをご覧ください。
:STATus:QUEStionable:CONDition?

応答パラメータ<NR1>

Condition

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

クエリ例

130:STAT:QUES:COND?
2

Condition

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用
OV(過電圧)が発生

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:STATus:QUEStionable:ENABle
説明

構文

Questionable Status Enable register で有効にする
イベントを設定し、有効設定イベントを応答します。イ
ベントの設定と応答は、 ビットウエイトを使用します。
詳しくは 174 ページをご覧ください。
:STATus:QUEStionable:ENABle <NR1>

パラメータ

<NR1>

Event

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

クエリ構文

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:STAT:QUES:ENAB 12 OP と RV を
有効イベントに設定:STATus:QUEStionable:ENABle?
<NR1>
1
2

Event
OC(OCP)OV(OVP)

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

<NR1>
16
32

Event
OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:STAT:QUES:ENAB? 設定有効イベントは OP
4:STATus:QUEStionable[:EVENt]?
説明

Event

Channel SpecificCommand

Questionable Status Event register のステータスを応答します。 ステータスの応答は、ビットウエイトを使用します。Questionable Status Event register は、
読み取り時にクリアされます。
:STATus:QUEStionable[:EVENt]? <NR1>

131

PEL-2000A プログラミングマニュアル
応答パラメータ

クエリ例

<NR1>

Event

<NR1>

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

16
32

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用:STAT:QUES:EVEN? OC (過電流)イベント発生
1:STATus:QUEStionable:NTRansition/PTRansition

説明

構文
パラメータ

構文例 1
構文例 2
クエリ構文
応答パラメータ

132

Event

Channel SpecificCommand

Questionable Status Condition register の NTR(負遷移 1→0)/PTR(正遷移 0→1)を設定し、設定遷移を応答します。
遷移設定と応答は、ビットウエイトを使用します。詳し
くは 174 ページをご覧ください。
:STATus:QUEStionable:NTRansition/PTRansition <NR1><NR1>
Condition <NR1>
Condition
1
2

OC(OCP)OV(OVP)

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

1632

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用

OC と OP を
NTR(負遷移)に設定:STAT:CHAN:PTR 2 OV を PTR(正遷移)に設定:STATus:QUEStionable:NTRansition/PTRansition?
<NR1>
Event
<NR1>
Event
:STAT:QUES:NTR 5

1
2

OC(OCP)OV(OVP)

4
8

OP(OPP)RV(RVA)

1632

OT(OTP)
G/N(Go/NoGO)
64
UVP
128~65535 未使用

コマンド詳細クエリ例 1
クエリ例 2:STAT:QUES:NTR?
4:STAT:QUES:PTR?
8

OP が NTR(負遷移)設定
RV が PTR(正遷移)設定:STATus:PREset
説明

リセット内容Channel SpecificCommand

このコマンドは Channel Status および Questionable
Status Register グループから Enable registers および NTR/PTR register をリセットします。
Register
設定内容
Channel Status Enable
Channel Status PTR

全 Bit を 1 に設定
全 Bit を 1 に設定

全 Bit を 0 に設定
Questionable Status
全 Bit を 0 に設定
EnableQuestionable Status PTR 全 Bit を 1 に設定
Questionable Status NTR 全 Bit を 0 に設定
Channel Status NTR

構文:STATus:PREset

構文例:STAT:PRE

133

PEL-2000A プログラミングマニュアル

CV モードコマンド:VOLTage:RECall......................................................... 134:VOLTage:L1/L2 ........................................................... 135:VOLTage:AVALue/BVALue ....................................... 136:VOLTage:LOW:AVALue/BVALue ............................ 136:VOLTage:HIGH:AVALue/BVALue ............................ 137:VOLTage:IMEasure .................................................... 138:VOLTage:LOW:CURRent .......................................... 138:VOLTage:HIGH:CURRent ......................................... 139:VOLTage:MODE ......................................................... 140:VOLTage:RECall
説明

Channel SpecificCommand構文

CV Static モードで A/B Value の何れかをアクティブにするかを設定し、アクティブな A/B Value を応答します。
:VOLTage:RECall {A|0|B|1}

パラメータ

A/0

A Value をアクティブに設定

B/1

B Value をアクティブに設定

構文例
クエリ構文

B Value をアクティブに設定:VOLTage:RECall?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

134

:VOLT:REC 1

0
1:VOLT:REC?
0

アクティブな A/B ValueA Value
B Value
A Value がアクティブ

コマンド詳細
Channel SpecificCommand:VOLTage:L1/L2
説明構文

CV (Static)モードでの A/B Value を設定し、設定 A/B
Value を応答します。L1 は A Value、L2 は B Valueです。
A/B Value は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CV モードに切り替えます。
:VOLTage:L1/L2<NRf+>[V]パラメータ<NRf+>[V]A/B Value を設定, 単位: V

L1 10
L2 10VA Value を 10V 設定
B Value を 10V 設定

MIN

A/B Value を最小値に設定

構文例 1

A/B Value を最大値に設定:VOLT:L1 10V
A Value を 10V 設定

構文例 2:VOLT:L2 MAX

MAX

クエリ構文
応答パラメータ

B Value を最大値に設定:VOLTage:L1/L2? [MAX|MIN]<NR2> [MAX|MIN] A/B Value 設定値, 単位: V<NR2>
A/B Value を応答
MAX/MIN

クエリ例 1
クエリ例 2:VOLT:L1?
5:VOLT:L1? MAX
81.6000

最大値と最小値を応答
設定 A Value は 5V
A Value の最大設定値は 81.6V

135

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:VOLTage:AVALue/BVALue
説明構文

CV (Static)モードでの A/B Value を設定し、設定 A/B
Value を応答します。
A/B Value は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CV モードに切り替えます。
:VOLTage:AVALue/BVALue<NRf+>[V]パラメータ<NRf+>[V]A/B Value を設定, 単位: V

L1 10

A Value を 10V 設定

L2 10VMIN

B Value を 10V 設定
A/B Value を最小値に設定

A/B Value を最大値に設定:VOLT:AVAL 10V A Value を 10V 設定
MAX

構文例 1
構文例 2
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例 1
クエリ例 2:VOLT:BVAL MAX B Value を最大値に設定:VOLTage:AVALue/BVALue? [MAX|MIN]<NR2> [MAX|MIN]<NR2>

A/B Value 設定値, 単位: V
A/B Value を応答

MAX/MIN

最大値と最小値を応答:VOLT:AVAL?
設定 A Value は 5V
5:VOLT:AVAL? MAX A Value の最大設定値は81.6000
81.6V:VOLTage:LOW:AVALue/BVALue
説明
構文

136

Channel SpecificCommand

CV (Static)モード Low レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:VOLTage:LOW:AVALue/BVALue<NRf+>[V]コマンド詳細パラメータ<NRf+>[V]A/B Value 設定. 単位: V

AVALue 1
BVALue 1V

A Value を 1V に設定
B Value を 1V に設定

AVALue MIN

A Value を最小値に設定

構文例

A Value を最大値に設定:VOLTage:LOW:AVAL 1 A Value を 1V に設定

クエリ構文:VOLTage:LOW:AVALue/BVALue? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX/MIN]<NR2>

AVALue MAX

A/B Value 設定値, 単位: V
A/B Value 設定値を応答最大値と最小値を応答:VOLTage:LOW:BVAL? MIN B Value の最小値は
55V
MAX/MIN

クエリ例:VOLTage:HIGH:AVALue/BVALue
説明

Channel SpecificCommand構文

CV (Static)モード HIgh レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:VOLTage:HIGH:AVALue/BVALue<NRf+>[V]パラメータ<NRf+>[V]A/B Value 設定. 単位: V

AVALue 1
BVALue 1V

A Value を 1V に設定
B Value を 1V に設定

AVALue MIN

A Value を最小値に設定

構文例

A Value を最大値に設定:VOLTage:HIGH:AVAL 1 A Value を 1V に設定

クエリ構文:VOLTage:HIGH:AVALue/BVALue?[MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX/MIN]<NR2>

AVALue MAX

A/B Value 設定値, 単位: V
A/B Value 設定値を応答最大値と最小値を応答:VOLTage:HIGH:BVAL? MIN B Value の最小値は
25V
MAX/MIN

クエリ例

137

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:VOLTage:IMEasure
説明構文

CV モードの電流測定レンジ Low/High を設定し、設定電流測定レンジを応答します。
:VOLTage:IMEasure{L|0|H|1}

パラメータ

L/0

電流測定レンジを Low に設定

構文例 2

電流測定レンジを High に設定:VOLTage:IME L 電流測定レンジを Low に設定:VOLTage:IME 1 電流測定レンジを High に設定

クエリ構文:VOLTage:IMEasure?<NR1>

応答パラメータ<NR1>

設定電流測定レンジ0

設定電流測定レンジは Low

H/1
構文例 1

設定電流測定レンジは High:VOLT:IME? 設定電流測定レンジは Low
0
1

クエリ例

Channel SpecificCommand:VOLTage:LOW:CURRent
説明

構文

CV (Static)モード Low レンジでの Current Limit を設定し、設定 Current Limit を応答します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CV モードに切り替えます。
:VOLTage:LOW:CURRent<NRf+>[ A ]パラメータ<NRf+>[ A ]Current limit を設定, 単位: A

1

1A に設定1AMIN

1A に設定Current limit を最小値に設定

Current limit を最大値に設定:VOLT:LOW:CURR 1ACurrent limit を1A に設定:VOLT:LOW:CURR MAX Current limit を最大値に設定
MAX

構文例 1
構文例 2

138

コマンド詳細
クエリ構文:VOLTage:LOW:CURRent? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX/MIN]<NR2>

設定 Current limit, 単位: A
設定 Current limit を応答最大値と最小値を応答:VOLT:LOW:CURR? 設定 Current limit は 5A
5
MAX/MIN

クエリ例

Channel SpecificCommand:VOLTage:HIGH:CURRent
説明

構文
パラメータ

CV (Static)モード High レンジでの Current Limit を設定し、設定 Current Limit を応答します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CV モードに切り替えます。
:VOLTage:HIGH:CURRent<NRf+>[ A ]<NRf+>[ A ]1

Current limit を設定, 単位: A
1A に設定1A

1A に設定MINCurrent limit を最小値に設定

クエリ構文

Current limit を最大値に設定:VOLT:HIGH:CURR 1ACurrent limit を1A に設定:VOLT:HIGH:CURR MAX Current limit を最大値に設定:VOLTage:HIGH:CURRent? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX/MIN]

設定 Current limit, 単位: A<NR2>

設定 Current limit を応答

MAX/MIN

最大値と最小値を応答

MAX
構文例

クエリ例

:VOLT:HIGH:CURR?
5

設定 Current limit は 5A

139

PEL-2000A プログラミングマニュアル:VOLTage:MODE
説明
構文
パラメータ

Channel SpecificCommand

CV (Static)モードの応答スピードを設定し、設定応答
スピードを応答します。
:VOLTage:MODE {SLOW|0|FAST|1|SLOW2|
SLOW3|SLOW4}
SLOW/0応答スピード Slow を設定(PEL-2000A シリーズのみ)
FAST/1応答スピード Fast を設定
SLOW2

応答スピード Slow1 を設定

SLOW3応答スピード Slow2 を設定

SLOW4応答スピード Slow3 を設定

クエリ構文

パラメータ” SLOW/0”は、PEL-2000A シリーズ専用です。PEL-2000B シリーズでは、”SLOW2/3/4”パラメータを使用します。
:VOLT:MODE SLOW2 応答スピードを
Slow1 に設定
:VOLT:MODE 1
応答スピードを
FAST に設定:VOLTage:MODE? <NR1>

応答パラメータ<NR1>

設定応答スピード Slow を応答

0

設定応答スピードは Slow

1

設定応答スピードは Fast2

設定応答スピードは Slow1

3

設定応答スピードは Slow2

ノート
構文例

設定応答スピードは Slow3:VOLT:MODE? 設定応答スピードは Fast
1
4

クエリ例

140

コマンド詳細CP モードコマンド:POWer:RECall ............................................................. 141:POWer:L1/L2 ............................................................... 142:POWer:LOW:AVALue/BVALue ................................. 142:POWer:HIGH:AVALue/BVALue ................................ 143:POWer:CURRent ........................................................ 144:POWer:LOW:CURRent .............................................. 144:POWer:HIGH:CURRent ............................................. 145

Channel SpecificCommand:POWer:RECall
説明

構文

CP Static モードで A/B Value の何れかをアクティブにするかを設定し、アクティブな A/B Value を応答します。
:POWer:RECall {A|0|B|1}

パラメータ

A/0
B/1

構文例

:POW:REC 1

クエリ構文:POWer:RECall?

応答パラメータ

<NR1>

クエリ例

A Value をアクティブに設定
B Value をアクティブに設定
B Value をアクティブに設定

アクティブな A/B Value
0
A Value1
B Value:POW:REC?
A Value がアクティブ状態
0141PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:POWer:L1/L2
説明構文

CP (Static)モードでの A/B Value を設定し、設定 A/B
Value を応答します。L1 は A Value、L2 は B Valueです。
A/B Value は、選択されているレンジ(High/Low)範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CP モードに切り替えます。
:POWer:L1|L2 <NRf+>[W]パラメータ<NRf+>[W]

A/B Value を設定, 単位: W

L1 1

A Value を 1W に設定

L2 2
L1 1W

B Value を 2W に設定
A Value を 1W に設定

L1 MINA Value を最小値に設定

L1 MAXA Value を最大値に設定

構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

A Value を 1W に設定:POW:L1?/L2? [MAX|MIN]:POW:L1 1<NR2> [MAX|MIN]<NR2>

A/B Value 設定値, 単位: W
A/B Value を応答

MAX/MIN

最大値と最小値を応答:POW:L2? MAX B Value の最大設定値は 357W
357.000(PEL-2040A):POWer:LOW:AVALue/BVALue
説明
構文

142

Channel SpecificCommand

CP (Static)モード Low レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:POWer:LOW:AVALue/BVALue<NRf+>[W]コマンド詳細パラメータ

NRf+[W]

A/B Value 設定. 単位: W

AVALue 1
BVALue 1W

A Value を 1W に設定
B Value を 1W に設定

AVALue MIN

A Value を最小値に設定

構文例

A Value を最大値に設定:POWer:LOW:AVAL 1 A Value を 1W に設定

クエリ構文:POWer:LOW:AVALue/BVALue? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]<NR2>

AVALue MAX

設定 A/B Value. 単位: W
設定 A/B Value を応答最大値と最小値を応答:POWer:LOW:BVAL? MIN B Value の2
最小値は 2W
MAX/MIN

クエリ例:POWer:HIGH:AVALue/BVALue
説明

Channel SpecificCommand構文

CP (Static)モード High レンジでの A/B Value を設定
し、設定 A/B Value を応答します。
:POWer:HIGH:AVALue/BVALue<NRf+>[W]

パラメータ

NRf+[W]

A/B Value 設定. 単位: W

AVALue 1

A Value を 1W に設定

BVALue 1W
AVALue MIN

B Value を 1W に設定
A Value を最小値に設定

構文例

AVALue MAX A Value を最大値に設定:POWer:HIGH:AVAL 1 A Value を 1W に設定

クエリ構文:POWer:LOW:AVALue/BVALue? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX|MIN]

設定 A/B Value. 単位: W

設定 A/B Value を応答最大値と最小値を応答:POWer:HIGH:BVAL? MIN B Value の2
最小値は 2W<NR2>
MAX/MIN

クエリ例

143

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel SpecificCommand:POWer:CURRent
説明

構文

CP (Static)モードでの Current Limit を設定し、設定
Current Limit を応答します。
Current Limit は、選択されているレンジ(High/Low)
範囲内で設定します。
A/B Value を設定する場合、このコマンドを使用して負荷モジュールを CP モードに切り替えます。
:POWer:CURRent<NRf+>[A]パラメータ<NRf+>[A]Current limit を設定, 単位: A

1

1A に設定1AMIN

1A に設定Current limit を最小値に設定

構文例

Current limit を最大値に設定:POW:CURR 1 Current limit を 1A に設定

クエリ構文:POW:CURRent? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX/MIN]

設定 Current limit, 単位: A<NR2>
MAX/MIN

設定 Current limit を応答最大値と最小値を応答

MAX

クエリ例

:POW:CURR?
7.0

設定 Current limit は 7A

Channel SpecificCommand:POWer:LOW:CURRent
説明
構文

CP (Static)モード Low レンジでの Current Limit を設定し、設定 Current Limit を応答します。
:POWer:LOW:CURRent <NRf+>[A]パラメータ<NRf+>[A]Current limit を設定, 単位: A

1

1A に設定1A

1A に設定MINMAX

Current limit を最小値に設定
Current limit を最大値に設定

144

コマンド詳細構文例
クエリ構文
応答パラメータ

クエリ例

Current limit を 1A に設定:POW:LOW:CURRent? [MAX|MIN]:POW:CURR 1<NR2> [MAX/MIN]<NR2>

設定 Current limit, 単位: A
設定 Current limit を応答

MAX/MIN

最大値と最小値を応答:POW:LOW:CURR?
7.0

設定 Current limit は 7A

Channel SpecificCommand:POWer:HIGH:CURRent
説明
構文

CP (Static)モード High レンジでの Current Limit を設定し、設定 Current Limit を応答します。
:POWer:HIGH:CURRent<NRf+>[A]パラメータ<NRf+>[A]Current limit を設定, 単位: A

1

1A に設定1AMIN

1A に設定Current limit を最小値に設定

構文例

Current limit を最大値に設定:POW:HIGH:CURR 1 Current limit を 1A に設定

クエリ構文:POW:HIGH:CURRent? [MAX|MIN]

応答パラメータ<NR2> [MAX/MIN] 設定 Current limit, 単位: A<NR2>
設定 Current limit を応答
MAX/MIN
最大値と最小値を応答

クエリ例:POW:HIGH:CURR?
7.0

MAX

設定 Current limit は 7A

145

PEL-2000A プログラミングマニュアル

システムコマンド:SYSTem:ERRor? ........................................................ 146:SYSTem:VERSion? .................................................... 146:SYSTem:SETup .......................................................... 147:SYSTem:KLOCk? ....................................................... 147:SYSTem:KEYLock:MODE? ...................................... 148

SystemCommand:SYSTem:ERRor?
説明

クエリ構文

このコマンドは、すべてのシステムエラーを応答します。 詳細な説明については、エラーコードのセクション(168 ページ)を参照してください。
:SYSTem:ERRor?

応答パラメータ<character string>-102, "Syntax error"
1
クエリ例:SYST:ERR?
-102, "Syntax error":SYSTem:VERSion?
説明

2

Error
1 エラーコード番号2

エラーコード説明-102, "Syntax error"を応答

SystemCommand

クエリ構文

このコマンドは 、SCPI バージョンを応答します。
:SYSTem:VERSion?

応答パラメータ

<NRf>

クエリ例

146

西暦年度/ SCPI バージョン:SYST:VERS? 2008 年, バージョン 0
2008.0コマンド詳細
SystemCommand:SYSTem:SETup
説明

構文

Block data を使用して、選択中の設定の Setup デー
タを設定し、設定 Setup データを応答します。
詳細については、12 ページのコマンド構文を参照してください。
:SYSTem:SETup <block data>

パラメータ<block data>

クエリ構文

System setup データ:SYST:SET <block data> Block data を使用し、System setup を設定:SYSTem:SETup?

応答パラメータ<block data>

構文例

クエリ例

System setup を Block data で応答:SYST:SET?
#<digits><byte count><data><NL>
SystemCommand:SYSTem:KLOCk?
説明

構文

Enables or disables the front panel key lock.
フロントパネルの Key lock を有効/無効を設定し、設定有効/無効を応答します。
:SYSTem:KLOCk{0|OFF|1|ON}

パラメータ

0/OFF

Key lock を無効に設定

構文例

Key lock を有効に設定:SYST:KLOC0
Key lock を無効に設定

クエリ構文
応答パラメータ:SYSTem:KLOCk?
<Boolean>

1/ON

クエリ例

0

Key lock は無効

1

Key lock は有効:SYST:KLOC？? Key lock は無効
0147

PEL-2000A プログラミングマニュアル:SYSTem:KEYLock:MODE?
説明

SystemCommand構文

Key lock モードを設定し、設定モードを応答します。
:SYSTem:KEYLock:MODE{0|1}

パラメータ

0

構文例

パネル ロック: LOAD オフ許可に設定
1
パネル ロック: LOAD オン/オフ許可に設定
SYST:KEYL:MODE0 LOAD オフを許可に設定

クエリ構文:SYSTem:KEYLock:MODE?

応答パラメータ<Boolean>
パネル ロック: LOAD オフ許可
1
パネル ロック: LOAD オン/オフ許可:SYST:KEYL:MODE? LOAD オフ許可
0
0

クエリ例

148

コマンド詳細

メモリーコマンド:MEMory:SAVE:PREset .............................................. 149:MEMory:RECall:PREset ............................................ 149:MEMory:SAVE:ALLPreset ......................................... 150:MEMory:RECall:ALLPreset ....................................... 150:MEMory:SAVE:PROGram ......................................... 150:MEMory:RECall:PROGram ....................................... 151:MEMory:SAVE:SETup ............................................... 151:MEMory:RECall:SETup .............................................. 151:MEMory:FILE:PRESet ................................................ 152:MEMory:FILE:PROGram ........................................... 152:MEMory:FILE:SETup.................................................. 153:MEMory:FILE:SEQuence........................................... 153:MEMory:SAVE:PREset
説明

Channel SpecificCommand構文

特定チャンネルの Preset データを内部メモリー(P0~P9) に保存します。
:MEMory:SAVE:PREset: <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

Preset 番号
0~9
P0~P9:MEM:SAVE:PRE 0 Preset データを P0 に保存:MEMory:RECall:PREset
説明
構文

Channel SpecificCommand

内部メモリー(P0~P9)から特定のチャンネルのPreset データを呼び出します。
:MEMory:RECall:PREset: <NR1>

149

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ
構文例

Preset 番号
0~9
P0~P9:MEM:REC:PRE 0 P0 からPreset データ呼び出し<NR1>:MEMory:SAVE:ALLPreset
説明
構文
パラメータ
構文例

全チャンネルの Preset データを内部メモリー(P0~P9)に保存します。
:MEMory:SAVE:ALLPreset: <NR1><NR1>
Preset 番号
0~9
P0~P9:MEM:SAVE:ALLP 0 全チャンネルのPreset データを P0 に保存:MEMory:RECall:ALLPreset
説明

All Channels

All Channels

構文

内部メモリー(P0~P9)から全てのチャンネルの Preset
データを呼び出します。
:MEMory:RECall:ALLPreset: <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

Preset 番号
0~9
P0~P9:MEM:REC:ALLP 0 P0 から全チャンネルのPreset データ呼び出し:MEMory:SAVE:PROGram
説明

Channel SpecificCommand構文

特定チャンネルの Memory データを内部メモリー(M001~M120) に保存します。
:MEMory:SAVE:PROGram<NR1>

パラメータ

<NR1>
001~120150

Memory 番号
M001~M120

コマンド詳細
構文例:MEM:SAVE:PROG 100 Memory データを
M100 に保存:MEMory:RECall:PROGram
説明

Channel SpecificCommand構文

内部メモリー(M001~M120)から選択中のチャンネルの Memory データを呼び出します。
:MEMory:RECall:PROGram <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

Memory 番号
001~120
M001~M120:MEM:REC:PROG 100 M100 から
Memory データ呼び出し:MEMory:SAVE:SETup
説明All Channels

構文

全チャネルの Setup データを内部メモリス(S1～S4)に保存します。
:MEMory:SAVE:SETup: <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例

Setup Memory 番号
1~4
S1~S4
:MEM:SAVE:SET 1 全チャネルのSetup データを S1 に保存:MEMory:RECall:SETup
説明All Channels

構文

内部メモリー(S1~S4)から全てのチャンネルの Setup
データを呼び出します。
:MEMory:RECall:SETup: <NR1>

パラメータ

<NR1>

構文例 1

Setup Memory 番号
1~4
S1~S4
:MEM:REC:SET 1 S1 から Setup データを呼び出し(全チャネルに適用)

151

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例 2

選択中のチャネルに Setup データ S1 を呼び出し:MEM:REC:1

SystemCommand:MEMory:FILE:PRESet
説明

Block data を使用して Preset データを設定し、設定
Preset データを応答します。
Block data の詳細については、12 ページのコマンド構文を参照してください。

構文

Perset データの Block data フォーマットは未公開です。PEL-2000A の設定された Preset データを保存し、その Preset データを PEL-2000A で使用(復旧等)する場合、本コマンドを使用します。
:MEMory:FILE:PREset <block data>

パラメータ<block data>

構文例:MEM:FILE:PRE <block data>

注意

Preset データ

クエリ構文

Block data でPreset データを設定:MEMory:FILE:PREset?

応答パラメータ<block data>

クエリ例

Preset データを Block data で応答:MEM:FILE:PRE?
#<digits><byte count><data><NL>
SystemCommand:MEMory:FILE:PROGram
説明

Block data を使用して Program データを設定し、設定 Program データを応答します。
Block data の詳細については、12 ページのコマンド構文を参照してください。

構文

Program データの Block data フォーマットは未公開です。PEL-2000A の設定された Program データを保存し、その Program データを PEL-2000A で使用(復旧等)する場合、本コマンドを使用します。
:MEMory:FILE:PROGram <block data>

パラメータ<block data>

注意

152

Program data

コマンド詳細
構文例
クエリ構文

Block data でProgram データを設定:MEMory:FILE:PROGram?

応答パラメータ<block data>

クエリ例:MEM:FILE:
PROG <block data>

Program データを
Block data で応答:MEM:FILE:PROG?
#<digits><byte count><data><NL>
SystemCommand:MEMory:FILE:SETup
説明

Block data を使用して Setup データを設定し、設定
Setup データを応答します。
Block data の詳細については、12 ページのコマンド構文を参照してください。

構文

Setup データの Block data フォーマットは未公開です。PEL-2000A の設定された Setup データを保存し、その Setup データを PEL-2000A で使用(復旧等)する場合、本コマンドを使用します。
:MEMory:FILE:SETup <block data>

パラメータ<block data>

構文例:MEM:FILE:SET <block data>

注意

Setup data

クエリ構文

Block data でSetup データを設定:MEMory:FILE:SETup?

応答パラメータ<block data>

クエリ例

Setup データを Block data で応答:MEM:FILE:SET?
#<digits><byte count> <data><NL>:MEMory:FILE:SEQuence
説明

構文

SystemCommandBlock data を使用して Sequence データを設定し、設定 Sequence データを応答します。
Block data の詳細については、12 ページのコマンド構文を参照してください。
:MEMory:FILE:SEQuence <block data>
153

PEL-2000A プログラミングマニュアル
パラメータ<block data>

構文例
クエリ構文

:MEM:FILE
Block data で:SEQ <block data> Sequence データを設定:MEMory:FILE:SEQuence?

応答パラメータ<block data>

クエリ例

154

Sequence データ

Sequence データを
Block data で応答:MEM:FILE:SEQuence?
#<digits><byte count> <data><NL>

コマンド詳細シーケンス機能コマンド:SEQuence:END .......................................................... 155:SEQuence:EDIT:POINt .............................................. 156:SEQuence:POINt:CURRent ...................................... 156:SEQuence:POINt:RESistance .................................. 157:SEQuence:POINt:TIME ............................................. 158:SEQuence:POINt:RISE/FALL ................................... 158:SEQuence:REPeat ..................................................... 159:SEQuence:LOOP:STARt ........................................... 159:SEQuence:END:LOAD............................................... 160:SEQuence:VOLTage:RANGe ................................... 161:SEQuence:CHANnel:TIME ........................................ 161:SEQuence:TRIGger:OUT .......................................... 162:SEQuence:TRIGger:IN:CHANnel ............................. 163:SEQuence:TRIGger:IN............................................... 164:SEQuence:SAVE ........................................................ 164:SEQuence:STATe ...................................................... 164:SEQuence:RUN .......................................................... 165

Channel SpecificCommand:SEQuence:END
説明

選択中のチャンネルのシーケンス機能で使用する
Point 数を設定し、設定 Point 数を応答します。

構文“:SEQuence:EDIT:POINt”コマンドで、編集する
Point を設定する前に、このコマンドで使用する Point
数を設定する必要があります。
:SEQuence:END <NR1>

パラメータ

<NR1>

注意

1~120

Point 数(Last Point)
1~120

155

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文例
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例

シーケンス機能で使用する
Point 数を 5 個に設定
:SEQuence:END?
:SEQ:END 5<NR1>
設定 Point 数
1~120
1~120
:SEQ:END? 設定 Point 数は 5 個
5Channel SpecificCommand:SEQuence:EDIT:POINt
説明

シーケンス機能で選択中の Point を設定し、設定
Point を応答します。

構文

このコマンドを使用するには、”SEQuence:END”コマ
ンドで、Point 数を設定する必要があります。
:SEQuence:EDIT:POINt <NR1>

パラメータ

<NR1>

注意

構文例

Point 番号1~last point
1~ Last Point:SEQ:EDIT:POIN 3 現在の Point を 3 番に設定

クエリ構文

:SEQuence:EDIT:POINt?

応答パラメータ<NR1>

Point 番号

現在の Point 番号を応答:SEQ:EDIT:POIN? 現在の Point 番号は 3 番
31~last point

クエリ例:SEQuence:POINt:CURRent
説明

注意

156

Channel SpecificCommand

選択中のチャンネルのシーケンス機能を CC モードで使用する場合、選択中の Point の Value を設定します。
選択中のチャンネルのシーケンス機能は、同一モード(CC または CR モード)である必要があります。シーケ
ンス機能の各 Point で異なるモードは使用できません。

コマンド詳細構文

構文例:SEQuence:POINt:CURRent <NRf>[A]|MIN|MAX<NRf>[A], MIN, MAX Value を設定, 単位: A
10
10A
100 A
100A
MAX/MIN
最大最小値を設定:SEQ:POIN:CURR 1 Value を 1A に設定

クエリ構文:SEQuence:POINt::CURRent? [MAX|MIN]

応答パラメータ

<NR1>

パラメータ

設定 Value を応答, 単位: A

設定最大最小値を応答:SEQ:POIN:CURR? 設定 Value は 1A
1
MAX/MIN

クエリ例:SEQuence:POINt:RESistance
説明

Channel SpecificCommand

選択中のチャンネルのシーケンス機能を CR モードで使用する場合、選択中の Point の Value を設定します。

構文例

選択中のチャンネルのシーケンス機能は、同一モード(CC または CR モード)である必要があります。シーケ
ンス機能の各 Point で異なるモードは使用できません。
:SEQuence:POINt:RESistance <NRf>[OHM]|MIN|MAX<NRf>[OHM], MIN, MAX Value を設定, 単位: Ω
100
100Ω
100 OHM100Ω
MAX/MIN
最大最小値を設定:SEQ:POIN:RES 100 Value を 100Ωに設定

クエリ構文:SEQuence:POINt:RESistance? [MAX|MIN]

応答パラメータ

<NR1>

注意

構文
パラメータ

設定 Value を応答, 単位: Ω

設定最大最小値を応答:SEQ:POIN:RES? 設定 Value は、100Ω
100
MAX/MIN

クエリ例

157

PEL-2000A プログラミングマニュアル:SEQuence:POINt:TIME
説明

Channel SpecificCommand構文

選択中の Point の継続時間(Duration Time)を設定します。
:SEQuence:POINt:TIME<NRf>[S]|MIN|MAX

パラメータ

<NRf>

Duration Time を設定, 単位: 秒
0.000025~60000 0.000025~60000.0 秒
0.000025~60000S 0.000025~60000.0 秒
MIN
最小設定: 0.000025 秒

クエリ構文

最大設定: 60000 秒:SEQ:POIN:TIME 10 Duration Time を
10 秒に設定:SEQuence:POIN:TIME? [MAX|MIN]

応答パラメータ

<NR2>

MAX
構文例

クエリ例

Duration Time を応答, 単位: 秒
0.000025~60000 応答 Duration Time 範囲
MAX/MIN
設定最大最小値を応答:SEQ:POIN:TIME? Duration Time は 0.001 秒
0.00100:SEQuence:POINt:RISE/FALL
説明
構文
パラメータ

構文例 1

158

Channel SpecificCommand

選択中の Point の Rise/Fall Slew Rate 値を設定し,設定 Rise/Fall Slew Rate 値を応答します。
:SEQuence:POINt:RISE/FALL<NRf>[A/us]|MIN|MAX<NRf>[A/us], MIN, MAX Slew Rate 値を設定,
単位: A/us
1.2
1.2A/us
1.2 A/us
1.2A/us
MAX/MIN
最大最小値を設定:SEQ:POIN:RISE .3 A Rise Slew Rate を
0.3 A/us に設定

コマンド詳細
構文例 2
クエリ構文
応答パラメータ
クエリ例 1
クエリ例 2:SEQ:POIN:FALL .4 A Fall Slew Rate を
0.4A/us に設定:SEQuence:POINt:RISE/FALL? [MAX|MIN]
Slew Rate 値を応答, 単位: A/us
設定最大最小値を応答:SEQ:POIN:RISE? 設定 Rise Slew Rate は0.30000
0.3 A/us:SEQ:POIN:FALL? 設定 Fall Slew Rate は0.40000
0.4 A/us<NR1>
MAX/MIN

Channel SpecificCommand:SEQuence:REPeat
説明

構文

シーケンス(Point 1~ Last Point の実行)を繰り返す(Repeat) 回数を設定し、その Repeat 回数を応答します。
:SEQuence:REPeat <NR1>

パラメータ

<NR1>

Repeat 回数を設定

構文例 1

Repeat 回数範囲: 1~9999
Repeat 回数を無限大に設定:SEQ:REP 10 Repeat 回数を 10 回に設定

構文例 2

:SEQ:REP 0

1~99990

クエリ構文

Repeat 回数を無限大に設定:SEQuence:REPeat?

応答パラメータ<NR1>

設定 Repeat 回数

1~99990

設定 Repeat 回数を応答
設定 Repeat 回数無限大を応答

クエリ例:SEQ:REP? 設定 Repeat 回数は 10 回
10:SEQuence:LOOP:STARt
説明

Channel SpecificCommand“SEQuence:REPeat “コマンドでシーケンスのRepeat 回数(2 回以上)設定した場合、Repeat を開始する Point を設定し、その Point を応答します。
159

PEL-2000A プログラミングマニュアル
構文:SEQuence:LOOP:STARt <NR1>

パラメータ

<NR1>
1~last point

クエリ構文

Repeat 開始 Point
Point 1 ~ Last Point を設定:SEQ:LOOP:STAR 2 Repeat 開始を
Point 2 に設定:SEQuence:LOOP:STARt?

応答パラメータ

<NR1>

構文例

設定 Repeat 開始 Point

設定 Repeat 開始 Point の応答:SEQ:LOOP:STAR? 設定 Repeat 開始は
2
Point 2
1~last point

クエリ例:SEQuence:END:LOAD
説明

Channel SpecificCommand

選択中のチャンネルのシーケンス実行終了時のチャンネル状態(LOAD オン継続、LOAD オフ)を設定します。On End Of Seq 値を設定し、設定 On End Of
Seq 値を応答します。

構文

このコマンドは、シーケンス機能の On End Of Seq
機能と同じです。On End Of Seq 機能については、
ユーザーマニュアルを参照して下さい。
:SEQuence:END:LOAD <NRf+>[MAX|MIN]

パラメータ<NRf+>

ノート

On End Of Seq 値を設定
単位: CC モード A, CR モードΩシーケンス実行終了時, LOAD オフ

0

クエリ構文

最大最小値を設定:SEQuence
On End Of Seq 値を:END:LOAD 1.000 1.000A 又はΩに設定:SEQuence:END:LOAD?

応答パラメータ0

クエリ例<NRf> 設定 On End Of Seq 値を応答, 単位: A, Ω:SEQuence:END:LOAD? 設定 On End Of Seq
1,000
値は、1.000A 又はΩMIN/MAX
構文例

160

シーケンス実行終了時、LOAD オフを応答コマンド詳細
Channel SpecificCommand:SEQuence:VOLTage:RANGe
説明

構文
パラメータ

選択中のチャンネルのシーケンス機能を CC モードで使用する場合、CC Vrange のレンジを設定し、レンジを応答します。
:SEQuence:VOLTage:RANGe {<NRf>[V]|L|H}<NRf>[ V] , L, H CC Vrange を設定
16
Low レンジ*
80V
High レンジ*
Low レンジHigh レンジL
H*負荷モジュールにより異なります。表記は PEL-2020A の物です。
:SEQ:VOLT:RANG L CC Vrange を構文例
Low レンジに設定:SEQuence:VOLTage:RANGe?
クエリ構文
応答パラメータ<NR2>

CC Vrange 電圧値で応答

16125Low レンジ PEL-2020A, 2030A, 2040A
Low レンジ PEL-2041A

80

High レンジ PEL-2020A, 2030A, 2040A

High レンジ PEL-2041A:SEQ:VOLT:RANG? 負荷モジュール PEL-2041A
500の CC Vrange は High レンジ
500

クエリ例

:SEQuence:CHANnel:TIME
説明

Channel SpecificCommand

各チャンネルのシーケンスは、任意チャンネル(自身または他のチャンネル)の Channel Duration
Time(CDT)を使用してシーケンスを実行します。
選択中のチャンネルのシーケンスが使用する CDT を設定し、設定 CDT を応答します。CDT の設定と応答
は、チャンネル番号で行います。

161

PEL-2000A プログラミングマニュアル
ノート
構文
パラメータ

選択できる CDT は、メインフレームに搭載されている負荷チャンネルです。
:SEQuence:CHANnel:TIME <NR1><NR1>1~8max 使用する CDT のチャンネルを設定
0
OFF 設定, シーケンスを OFF 設定
1
CH1 の CDT を設定

構文例

CH2 の CDT を設定:SEQ:CHAN:TIME 3 CH3 の CDT を設定

クエリ構文:SEQuence:CHANnel:TIME?

応答パラメータ<NR1>

2

設定 CDT のチャンネル

設定 CDT のチャンネルを応答:SEQ:CHAN:TIME? 現在のチャンネルのシーケン
2
スは、CH2 の CDT を使用
1~8max

クエリ例:SEQuence:TRIGger:OUT
説明

Channel SpecificCommand

TRIG OUT チャンネルを設定し、設定チャンネルを応
答します。

構文

1 つのチャンネルを、TRIG OUT チャンネルに設定する必要があります。
このコマンドで TRIG OUT チャンネルを設定した後に、別の TRIG OUT チャンネルを設定すると、後からTRIG OUT チャンネルとして設定したチャンネルがTRIG OUT チャンネルになります。
:SEQuence:TRIGger:OUT <NR1>|MIN|MAX

パラメータ

<NR1>

ノート

構文例
クエリ構文

162

TRIG OUT チャンネルを設定, 1~8max

メインフレーム搭載の最小番号のチェンネ
ルを TRIG OUT チャンネルを設定
MAX
メインフレーム搭載の最大番号のチェンネ
ルを TRIG OUT チャンネルを設定:SEQ:TRIG:OUT 1 チェンネル 1 を TRIG OUT チ
ャンネルを設定:SEQuence:TRIGger:OUT?
MIN

コマンド詳細
応答パラメータ<NR1>

設定 TRIG OUT チャンネルを応答

最大最小番号の設定 TRIG OUT チェンネルを応答:SEQ:TRIG:OUT? 設定 TRIG OUT チェンネルは
1
CH1
MAX/MIN

クエリ例:SEQuence:TRIGger:IN:CHANnel
説明

構文
パラメータ

Channel SpecificCommand“:SEQuence:TRIGger:IN “コマンドで、TRIG In CH
を ON/OFF するチャンネルを選択し、選択チャンネルを応答します。チャンネルの選択と応答は、ビットウエ
イトを使用します。
:SEQuence:TRIGger:IN:CHANnel<NR1>
<NR1>
1
2
4
8

チャネル
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4

クエリ構文

<NR1>
チャネル
16
CH 5
32
CH 6
64
CH 7
128
CH 8
256~65535 Not used
:SEQ:TRIG:IN:CHAN 9 CH1 と CH4 を
TRIG In CH を ON/OFFするチャンネルに選択:SEQuence:TRIGger:IN:CHANnel?

応答パラメータ

<NR1>

チャンネル
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4

構文例

1
2
4
8
クエリ例

:SEQ:TRIG:IN:CHAN?
24

チャンネル
16
CH 5
32
CH 6
64
CH 7
128
CH 8
256~65535 Not used
CH4 と CH5 がTRIG In CH を ON/OFF するチャンネル<NR1>163

PEL-2000A プログラミングマニュアル:SEQuence:TRIGger:IN

Channel SpecificCommand構文“:SEQuence:TRIGger:IN:CHANnel” コマンドで選択されたチャンネルの TRIG In を ON/OFF 設定し、設定 ON/OFF 状態を応答します。
:SEQuence:TRIGger:IN {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

説明

TRIG In を OFF に設定

TRIG In を ON に設定:SEQ:TRIG:IN 0 選択されたチャンネルのTRIG In を OFF に設定:SEQuence:TRIGger:IN?
ON/1

構文例
クエリ構文
応答パラメータ<NR1>
0

設定 TRIG In ON/OFF 状態を応答
設定 TRIG In OFF 状態

設定 TRIG In ON 状態:SEQ:TRIG:IN? 設定 TRIG In は ON 状態
1
1

クエリ例

:SEQuence:SAVE
説明

Channel SpecificCommand

特定のチャンネルのシーケンス機能の各種設定を保
存します。

構文

全てのチャンネルのシーケンス機能の各種設定を保存するコマンドはありません。
:SEQuence:SAVE

構文:SEQ:SAVEノート:SEQuence:STATe
説明
構文

164

シーケンス機能の各種設定を保存
Channel SpecificCommand

シーケンス機能モードの ON/OFF を設定し、シーケン
ス機能モードの実行状態を応答します。
:SEQuence:STATe {OFF|0|ON|1}

コマンド詳細
パラメータ

クエリ構文

シーケンス機能モード ON に設定
シーケンス機能モード OFF に設定:SEQuence:STATe 1 シーケンス機能モード
ON に設定:SEQuence:STATe?

応答パラメータ

ON,STOP

構文例

ON/1
OFF/0

ON,RUN

シーケンス機能モード ON,
シーケンス機能は実行停止
シーケンス機能モード ON,
シーケンス機能は実行

シーケンス機能モード OFF:SEQuence:STATe? シーケンス機能モード ON,
ON,STOP
シーケンス機能は実行停止
OFF

クエリ例

:SEQuence:RUN
説明

Channel SpecificCommand構文

全チャンネルのシーケンス機能の ON/OFF(実行/実行停止)を設定します。
:SEQuence:RUN {OFF|0|ON|1}

パラメータ

OFF/0

シーケンス機能を実行停止

シーケンス機能を実行:SEQ:RUN ON シーケンス機能は実行中
ON/1

構文例

165

PEL-2000A プログラミングマニュアル

グローバルコマンド:GLOBal:CONFigure:VOLTage:RANGe ................... 166:GLOBal:LOAD:SHORt ............................................... 166:GLOBal:MODE ............................................................ 167:GLOBal:LOAD:[STATe] ............................................. 167:GLOBal:CONFigure:VOLTage:RANGe
説明

Global Command

構文

CC(モード)Vrange の High/Low レンジを設定します。このコマンドは、全てのチャネルに適用されます。
:GLOBal:CONFigure:VOLTage:RANGe{L|H}

パラメータ

L

CC Vrange を Low レンジに設定

CC Vrange を High レンジに設定:GLOB:CONF:VOLT:RANG L Low レンジに設定
H

構文例:GLOBal:LOAD:SHORt
説明

Global Command

全ての負荷モジュールの入力端子を、短絡 ON/OFFに設定します。

構文

このコマンドは、LOAD オン時のみ有効です。LOAD
オフでは、”-200、実行エラー”になります。
短絡 ON 設定するには、全てのチャネルを LOAD オ
ンにする必要があります。
:GLOBal:LOAD:SHORt{OFF|0|ON|1}

パラメータ{OFF|0|ON|1}

短絡 ON/OFF を設定

OFF/0

短絡 OFF 設定

ノート

短絡 ON 設定
:GLOB:LOAD:SHOR 1 短絡 ON に設定
ON/1

構文例

166

コマンド詳細:GLOBal:MODE
説明
構文

パラメータ

Global Command

メインフレームに搭載されている全ての負荷モジュー
ルのモードを設定します。
:GLOBal:MODE{CCL|CCH|CCDL|CCDH|CRL|CRH|CRDL|CRDH|
CVL|CVH|CPL|CPH}
CCL
CC Static モード, Low レンジ
CCH
CC Static モード, High レンジ
CCDL
CCDH

CC Dynamic モード,Low レンジ
CC Dynamic モード, High レンジ

CRL

CR Static モード, Low レンジ

CRH

CR Static モード, High レンジ

CRDL
CRDH

CR Dynamic モード, Low レンジ
CR Dynamic モード, High レンジ

CVL

CV Static モード, Low レンジ

CVH

CV Static モード, High レンジ

CP Static モード, Low レンジ
CP Static モード, High レンジ:GLOBal:MODE CCL 全ての負荷モジュールを
CC Static モード
Low レンジに設定
CPL
CPH

構文例

:GLOBal:LOAD:[STATe]
説明
構文
パラメータ
構文例

Global Command

全てのチャンネルの LOAD オン/オフを設定します。
:GLOBal:LOAD:[STATe]{OFF|0|ON|1}
全てのチャンネルを LOAD オフに設定
全てのチャンネルを LOAD オンに設定:GLOB:LOAD 0 全てのチャンネルをLOAD オフに設定
OFF/0
ON/1

167

PEL-2000A プログラミングマニュアル

コマンドエラーコード
説明168

PEL-2000A シリーズには、いくつかの特定のエラー
コードがあります。 “SYSTem:ERRor “コマンドを使用
して、エラー コードを呼び出します。
-102
Syntax error.
認識されないコマンドまたはデータ タイプが検出され
ました。
-109
Missing parameter
コマンド ヘッダーには、受信したよりも多くのパラメータが必要です。
-122
Data out of range
データが許容範囲外です。
-128
Numeric data not allowed
コマンドは数値データ/パラメータを受け入れません-200
Execution error
一般的な実行エラー。
-144
Character Data too long
文字データに 12 文字を超える文字が含まれています-151
Invalid String
受信した文字列データが無効です-148
Character data not allowed
コマンドは文字データを受け入れません-138
Suffix not allowed
コマンドはサフィックス/サフィックス タイプを受け入れ
ません。
-222
Data out of range
範囲外のデータ

ステータスレジスタ

ステータスレジスタ
PEL-2000A シリーズを効果的にプログラムするには、ステータス レジスタの構造を理解する必要があります。
この章では、ステータス レジスタの構造について詳し
く説明します。

概要 ................................................................... 170
Channel Status .................................................... 172
Channel Summary ............................................... 173
Questionable Status ............................................ 174
Output Queue ..................................................... 176
Standard Event Status ......................................... 176
Status Byte Register ............................................177
Service Request Register ..................................... 178

169

PEL-2000A プログラミングマニュアル

概要
説明

170

Status Register は、電子負荷の状態を知るために使用されます。Status Register は、負荷モジュールのプ
ロテクション条件、負荷条件、およびチャネル条件の状態を維持します。
PEL-2000A シリーズには、以下の Register groupsがあります。
Channel Status Registers (各チャンネルに一つ)Channel Summary Registers
Questionable Status Registers
Standard Event Status Registers
Status Byte Register
Service Request Generation Register
Status Register の構造は、次のページに示されています。

ステータスレジスタ
From

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8

OR

OV
1
2
2
2
2

OP
2
4
4
4
4

RV
3
8
8
8
8

OT
4
16
16
16
16

Questionable Status Registers

G/N UVP N.U.
5
6 7-15
32
64
32
64
32
64
32
64

Query
Bit position

CONDITION

BIT WEIGHTOC
Bit position
0
CONDITION
1
PTR/NTR
1EVENT
1ENABLE
1

PTR/NTREVENT
ENABLE

OC
0
1
1
1
1

OV
1
2
2
2
2

OP
2
4
4
4
4

OR

RV
3
8
8
8
8

OT
4
16
16
16
16

G/N UVP N.U.
5
6 7-15
32
64
32
64
32
64
32
64

BIT WEIGHT

Channel Status Registers (Channel X)

OR

Bit position

EVENT
ENABLE

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

CH7

CH8

0
1
1

1
2
2

2
4
4

3
8
8

4
16
16

5
32
32

6
64
64

7
128
128

BIT
WEIGHT

Channel Summary Registers
ChannelOR

Output Queue
Data

Data

OPC

N.U.

QYE

DDE

EXE

CME

N.U.

N.U.

0
1
1

1

2
4
4

3
8
8

4
16
16

5
32
32

6

7

Bit position

EVENT
ENABLE

BIT
WEIGHT

Data

Standard Event Status Registers
Message

Data

Error Queue

Data

Data

Protection

OR

Status Byte Register
StatusBit positionN.U.

ERR CSUM QUES MAV

ESB

MSS

N.U.

0

1
2

5
32

6
64

7

STATUS BYTE

2
4

3
8

4
16

BIT
WEIGHT

ServiceRequestGeneration

Service Request Generation Register
Service
Bit position

RequestGeneration

N.U.

ERR CSUM QUES MAV

ESB

0

1
2

5
32

2
4

3
8

4
16

BIT
WEIGHTOR

171

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Channel Status
説明各チャネルには、専用の Channel Status Registergroup があります。 これらの Register は、特定のチ
ャネルにエラーまたは障害が発生したかどうかを示します。
Channel Status Register group は、Condition、
EVENT、ENABLE register、および PTR/NTR フィル
タで構成されます。
Channel Status Registers
Bit Position

7-15

6

5

4

3

2

1

0

Condition

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

PTR/NTR

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

EVENT

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

ENABLE

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

64

32

16

8

4

2

1

Bit weight

Protection bit

172OC
OC(過電流状態)が発生すると、OC bit (Bit
(OCP) 0) がセットされます。
OC bit は、過電流でない状態で、”:LOAD:PROTection:CLEar” コマンドでのみクリアできます。
OV
OV(過電圧状態)が発生すると、OV bit (Bit
(OVP) 1) がセットされます。
OV bit は、過電圧状態でない状態で、“:LOAD:PROTection:CLEar “コマンドでのみクリアできます。
OP
OP(過電力状態)が発生すると、OP bit (Bit
(OPP) 2) がセットされます。
OP bit は、過電力状態でない状態で、“:LOAD:PROTection:CLEar “コマンドでのみクリアできます。
RV
RV(逆電圧状態)が発生すると、RV bit (bit 3)(RVA) がセットされます。
逆電圧が除去されると、RV ビットは自動的にクリアされます。

ステータスレジスタ
OT
内部温度が 85℃を超えると、OT bit(Bit 4)が(OTP) セットされます。
温度が 85 ℃を下回ると、OT bit は自動的にクリアされます。
G/N
Go/NoGo bit(Bit 5)は、Go/NoGo SPEC が(Go/G 有効になっているときに、Go/NoGo 制限を
oNo) 超えたときに設定されます。
UVP
UVP(低電圧状態)が発生すると、UVP bit(Bit6)がセットされます。
Condition
Register

Condition Register は、電子負荷の状態を示します。
Condition Register は、電子負荷の状態が変化した
場合にのみ変更できます。

PTR/NTR
Register

PTR/NTR (正遷移/負遷移) Register は、Event をトリガーする遷移条件のタイプを決定します。Channel
Status Register と Questionable Status Register のみを遷移プログラムできます。
PTR
0→1
NTR

Event Register

1→0

Event Register は、Event が PTR/NTR Register からの移行設定に従ってトリガーされたかどうかを示します。

Enable Register Enable Register は、どの Status Event を有効にするかを決定します。 有効な Status Event (OC, OV,
OP, RV, OT, G/N, UVP) は、Channel Summary
Event Register の対応する Channel bit を設定します。

Channel Summary
説明

Channel Summary Registers は、PEL-2000A シリーズに応じて、全ての 4 または 8 チャンネルのChannel status を統合します。

173

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Channel Summary Registers
Bit Position

7

6

5

4

3

2

1

0

EVENT

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

ENABLE

CH8

CH7

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

Bit weight

128

64

32

16

8

4

2

1

Event が有効化され Channel Status Registers に設定されている場合、対応する Channel bit がChannel Summary Event Register に設定されます。 Event Register が読み取られると、0 にクリアされます。
Enable Register Enable Register は、Status Byte Register のCSUM bit を設定するために使用される Channel
Event を決定するために使用されます。
Event Register

Questionable Status
説明

Questionable Status Registers は、フォルトまたはエ
ラーが発生したかどうかを示します。Questionable
Status Registers には、Channel Status Registers と同じ Event があります。
Questionable Status Register
Bit Position

7-15

6

5

4

3

2

1

0

Condition

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

PTR/NTR

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

EVENT

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

ENABLE

0

UVP

G/N

OT

RV

OP

OV

OC

64

32

16

8

4

2

1

Bit weight174ステータスレジスタ
Bit Summary

Condition
Register

PTR/NTR
Register

Event Register

OC
Over Current
OV
Over voltage
OP
Over Power
RV
Reverse Voltage
OT
Over Temperature
G/N
Go/NoGoUVP
Under Voltage Protection
The Questionable Status Condition Register
indicates the status of the electronic load. If a bit isset in the Condition register (OC, OV, OP, RV)
indicates that the event is true. Reading thecondition register does not change the state of thecondition register.
The PTR/NTR (Positive/Negative transition)
register determines the type of transition
conditions will set the corresponding bit in the
Event Registers. Only the Channel Status Register
and Questionable Status Register can betransition programmed.
PTR/NTR (正遷移/負遷移) Register は、Event
Registers の対応する Bit を設定する遷移条件のタイプを決定します。Channel Status Register とQuestionable Status Register のみを遷移プログラ
ムできます。
PTR
0→1
NTR
1→0
PTR/NTR Register は、遷移条件のタイプを決定し、Event Register の対応する Bit を設定します。 Event
Register が読み取られると、0 にクリアされます。

Enable Register Enable Register は、Status Byte Register の QUES
bit を設定するために使用される Channel Event を決定するために使用されます。

175

PEL-2000A プログラミングマニュアル

Output Queue説明

The Output queue stores output messages in a
FIFO buffer until read. If the Output Queue has
data, the MAV bit in the Status Byte Register isset.
Output Queue は、出力メッセージを読み取られるまで FIFO buffer に格納します。 Output Queue にデータがある場合、Status Byte Register の MAV bit がセットされます。
Output Queue
Data out Data1 Data2 Data3 Data4 Data5 DataN

Data inStandard Event Status
説明Standard Event Status Registers は、発生したプロ
グラミング エラーを示します。 Standard Event
Status Registers group は、Event および Enableregisters で構成されます。
Standard Event Status Registers

Error Bits

176

Bit Position

7

6

5

4

EVENT

0

0

CME

EXE

DDE QUEDDE QUEENABLE

0

0

CME

EXE

Bit weight

128

64

32

16

3

8

2

4

1

0

0

OPC

0

OPC

2

1

OPC

選択されたすべての保留中の操作が完了すると、操作完了 Bit が設定されます。 この Bit は、”*OPC” コマンドに応答してセット
されます。

QUE

Output Queueの読み取り中にエラーが発生すると、クエリエラーBitが設定されます。
これは、Output QueueにデータがないときにOutput Queueを読み取ろうとしたことが原因である可能性があります。

ステータスレジスタ

Event Register

DDE

Device Dependent Error は、メモリーエラ
ー/メモリーの損失、またはセルフテストの失敗を示します。

EXE

Execution bit は、次のいずれかによる実行エラーを示します。
 コマンドパラメータが不正です パラメータが範囲外
 無効なパラメータ
上書き操作条件のため、コマンドは実行さ
れません。

CME

Command Error bit は、構文エラーが発生したときにセットされます。 CME bit は、プ
ログラム メッセージ内で <GET> コマンドを受信したときにもセットできます。 (Group
Execute Trigger) IEEE 488.1 で定義されています。

Event Register は、読み取り時に 0 設定されます。

Enable Register Enable Register は、Status Byte Register の ESB
bit (Bit 5) を設定する Event を決定します。

Status Byte Register
説明

Status Byte register は、全ての Status Registers のStatus Event を統合します。 Status Byte register
は、”*STB?” コマンドで読み取ることができます。
“*CLS “コマンドでクリアできます。
Status Byte Register
Bit Position

7

6

Condition

0

MSS ESB

5

MAV QUES CSUM ERR

0

Bit weight

128

64

16

1

32

4

3
8

2
4

1
2

0

177

PEL-2000A プログラミングマニュアル
Status Bits

CSUM

CSUM bit は、有効な Event がチャネルで発生したときに設定されます。 Channel
Condition、Channel Event、およびChannel Summary Event register は、CSUM bit が設定されているかどうかを判
断します。

QUES

Questionable bit は、疑わしい Event が発生したときに設定されます。

ESBStandard Event Status Register で有効な
Event が発生すると、Event Status bit がセットされます。

ERR

Error Queue にメッセージがある場合、
ERR bit がセットされます。
Master Summary Status は、”*STB?” コマ
ンド で使用されます。” *STB?” の クエリが読み取られた場合、MSS bit はクリアされません。 Request Service bit は、シリアル
ポール中にポーリングされるとクリアされま
す。

MSS &
RQS

Service Request Register
説明

Service Request Generation Register は、Status
Byte Register 内のどの Event が Service Requestsを生成するかを決定します。 これは基本的にステータ
ス バイト イネーブル レジスタです。 ビット イベントは、
MSS/RQS bit を除いた Status Byte Register と同じです。
Service Request Generation Register(Status Byte Enable )178

Bit Position

7

6

5

Condition

0

0

ESB

MAV QUES CSUM ERR

4

3

0

Bit weight

128

64

32

16

1

8

2
4

1
2

0

お問い合わせ製品についてのご質問等につきましては下記まで
お問い合わせください。
株式会社テクシオ・テクノロジー
本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 7F[ HOME PAGE ] ：https://www.texio.co.jp/
E-Mail：info@texio.co.jp
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL. 045-620-2786

FAX.045-534-7183