表紙

取扱説明書
回生双方向直流電源
PBW-L シリーズ
PBW-502L
PBW-103HP
PBW-153LT

PBW-502LB
PBW-103HS

保証についてこのたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本取扱説明書(以下本説
明書と記します)を最後までよくお読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。本説明書は、大切に保管してください。
お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
アフターサービスに関しまして、また、商品についてご不明な点がございましたら、当社･
サービスセンターまでお問い合わせください。

保 証
当社計測器は、正常な使用状態で発生した故障について、お買い上げの日より 1 年間無償修理を致します。
保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生じた故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。
この保証は日本国内に限り有効です。

日本国内で販売された製品が海外に持出されて故障が生じた場合、基本的には日本国内での修理対応となります。
保証期間内であっても、当社までの輸送費はご負担いただきます。
本説明書中に マークが記載された項目があります。この マークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷から保護するために大切な注意項目です。よくお読みになり正しくご使用ください。

■ 商標・登録商標について
TEXIO は当社の産業用電子機器における製品ブランドです。また、本説明書に記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書について
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版は当社 HP (https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
当社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。
取扱説明書に付属の記述があっても添付されていない場合があります。

■ 輸出について本器は、日本国内専用モデルです。本製品を国外に持ち出す場合または輸出する場合には、事前に当社・各営業所または当社代理店(取扱店)にご相談ください。

■ ハードウェアおよびファームウェアバージョンについて本書に記載の内容は PBW-L シリーズ本体のファームウェアのバージョンが1.5.1004.3001 以上に対応します。

目次
製品を安全にご使用いただくために ........................... I
第１章 はじめに ............................................................ 1
1-1.
PBW-L シリーズの概要 ............................ 1
1-1-1. シリーズ一覧 ...................................................... 1
1-1-2. 動作範囲............................................................ 3
1-1-3. 特長 ................................................................... 6
1-1-4. 付属品とオプション.............................................. 6
1-2.
各部の名称と機能 ................................... 7
1-2-1. フロントパネル .................................................... 7
1-2-2.
1-3.
1-3-1.
1-3-2.
1-3-3.

リアパネル.......................................................... 8
LCD 画面表示 ...................................... 10
画面構成.......................................................... 10
共通操作.......................................................... 11
INITIALIZE 画面 .............................................. 15

1-3-4. WAIT 画面 ....................................................... 15
1-3-5. RUN 画面 ........................................................ 16
1-3-6. ERROR 画面 ................................................... 17
1-3-7. Not Ready 画面 ............................................... 18
1-3-8. USER SETTING 画面 ...................................... 19
1-3-9. 設定階層.......................................................... 20
第２章 配線 ............................................................... 21
2-1.
交流入力 / 保護接地の配線 .................... 21
2-2.
直流出力の配線 ................................... 23

第３章 基本操作 ......................................................... 26
3-1.
保護値設定 .......................................... 26
3-2.
スルーレート設定 .................................. 28
3-3.
直流出力抵抗設定 ................................ 30
3-4.
ブリーダ設定 ........................................ 32
3-5.
制御モード選択 ..................................... 35
3-6.
指令値 / 制限値設定 ............................. 37
3-7.
RUN / STOP 切替え ............................. 42
3-8.
電力表示の切り替え .............................. 44
3-9.
エラーリセット ....................................... 45
第４章 直並列運転操作 ............................................... 46
4-1.
直並列モード ........................................ 46
4-2.
直並列の準備 ....................................... 48
4-2-1. 直並列配線 ...................................................... 48
4-2-2. 直並列設定 ...................................................... 50
第５章 各種設定 ......................................................... 56
5-1.
インタフェースの選択 ............................. 56
5-1-1. CAN 通信について ........................................... 59
5-1-2. LAN 通信について ............................................ 59
5-2.
Console 設定....................................... 60
5-3.
CAN の設定 ......................................... 62
5-3-1. CAN Config ..................................................... 62
5-3-2. CAN Communication ....................................... 63
5-4.
LAN の設定 ......................................... 66
5-4-1. LAN Config ...................................................... 66
5-4-2. LAN Communication ....................................... 68
5-5.
DIO .................................................... 71

5-5-1. DIO 端子.......................................................... 71
5-5-2. DI 機能設定 ..................................................... 74
5-5-3. DO 機能設定.................................................... 76
第６章 機器情報 ......................................................... 78
6-1.
機器情報 ............................................. 78
6-2.
ライセンス情報...................................... 79
6-3.
ファームウェアの更新 ............................. 80
6-4.
設定値の初期化 ................................... 81
第７章 その他 ............................................................ 83
7-1.
故障かなと思ったら ............................... 83
7-2.
エラー一覧と対処 .................................. 85
第８章 仕様 ............................................................... 91
8-1.
一般仕様 ............................................. 91
8-2.
端子仕様 ............................................. 92
8-3.
電気仕様 ............................................. 93
8-4.
設定値仕様 .......................................... 95
8-4-1. 制御モード設定仕様.......................................... 95
8-4-2. 保護値設定仕様 ............................................... 95
8-4-3. 指令値設定仕様 ............................................... 96
8-4-4. 制限値設定仕様 ............................................... 96
8-4-5.
8-4-6.
8-4-7.
8-4-8.
8-5.

スルーレート設定仕様 ....................................... 98
直流出力抵抗値設定仕様 ................................. 98
ブリーダ設定 .................................................... 98
直並列設定仕様 ............................................... 98
寸法図 ................................................ 99

製品を安全にご使用いただくために■ はじめに製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本説明書を最後までお読みください。
製品の正しい使い方をご理解のうえ、ご使用ください。
本説明書をご覧になっても、使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の末ページに記載された、当社･サービスセンターまでお問合せください。
本説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときご覧になれるように、保管しておいてください。

■ 絵表示について
本説明書および製品には、製品を安全に使用するうえで必要な警告、および注意事項を示す、下記の絵表示が表示されています。

＜絵表示＞
製品および本説明書にこの絵表示が表示されている箇所がある場合は、その部分で誤った使い方をすると使用者の身体、および製品に重大な危険を生ずる可能性があることをあらわします。この絵表示部分を使用する際は、必ず、本説明書を参照する必要があります。

!
!

警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事
項が記載されていることをあらわします。

注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害を負うか、または製品に損害を生ずる恐れがあり、その危険を避けるための注意事項が記載されていることをあらわします。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、
または、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承
ください。

I

製品を安全にご使用いただくために

!

警告

!

注意

■ 製品のケースおよびパネルは外さないでください
製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても、使用者は絶対に外さないでください。使用者の感電事故、および火災を発生する危険があります。

■ 製品を使用する際のご注意
下記に示す使用上の注意事項は、使用者の身体･生命に対する危険、および製品の損傷･劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告･注意事項を守ってご使用ください。

■ 電源に関する警告事項● 電源電圧について
製品の定格電源電圧は、3 相 AC200Ｖです。
● 電源コードについて(重要) 本製品には電源コードは付属されておりません。電源定格に見合った
電源コードをご用意ください。
● 保護用ヒューズについて
入力保護用ヒューズが溶断した場合、製品は動作しません。
外部にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。交換方法は、本説明書のヒューズ交換の章をご覧ください。
交換手段のない場合は、使用者は、ヒューズを交換することができません。
ヒューズが切れた場合は、ケースを開けず、当社･サービスセンターまでご連絡ください、当社でヒューズ交換をいたします。
使用者が間違えてヒューズを交換された場合、火災を生じる危険があります。

II

製品を安全にご使用いただくために■ 接地に関する警告事項
製品の前面パネルまたは、背面パネルに GND 端子がある場合は、安全に使用するため、必ず接地してからご使用ください。

■ 設置環境に関する警告事項● 動作温度・湿度について
製品は、"定格"欄に示されている動作温度の範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。
製品は、"定格"欄に示されている動作湿度の範囲内でご使用ください。湿度差のある部屋への移動時など、急激な湿度変化による結露にご注意ください。また、
濡れた手で製品を操作しないでください。感電および火災の危険があります。
● ガス中での使用について
可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を動作させないでください。
また、腐食性ガスが発生または充満している場所、およびその周辺で使用すると製品に重大な損傷を与えますので、このような環境でのご使用はお止めください。
● 設置場所について
傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして破損や怪我の原因になります。

■ 異物を入れないこと
通風孔から製品内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。

■ 使用中の異常に関する警告事項
製品を使用中に、製品より“発煙”、“発火”、”異臭”、”異音”などの異常を生じた場合は、ただちに使用を中止してください。電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断した後、当社･サービスセンターまで、ご連絡
ください。

III

製品を安全にご使用いただくために■ 入出力端子/出力端子について入力端子には、製品を破損しないために最大入力の仕様が決められています。
本説明書の“定格”欄に記載された仕様を超えた入力は供給しないでください。
また、出力端子へは外部より電力を供給しないでください。製品故障の原因になります。

■ 校正について製品は工場出荷時、厳正な品質管理のもと性能･仕様の確認を実施していますが、部品などの経年変化などにより、その性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能･仕様を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をお勧めいたします。
製品校正についてのご相談は、当社･サービスセンターへご連絡ください。

■ 日常のお手入れについて
製品のケース、パネル、つまみなどの汚れを清掃する際は、シンナーやベンジンな
どの溶剤は避けてください。
塗装がはがれ、樹脂面が侵されることがあります。
ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
また、清掃のときは製品の中に水、洗剤、その他の異物などが入らないようご注意ください。
製品の中に液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。
清掃のときは電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断してからおこなってください。
以上の警告事項および注意事項を守り、正しく安全にご使用ください。
また、本説明書には個々の項目でも、注意事項が記載されていますので、使用時にはそれらの注意事項を守り正しくご使用ください。
本説明書の内容でご不明な点、またはお気付きの点がありましたら、当社･サービス
センターまでご連絡いただきますよう、併せてお願いいたします。

IV

第１章 はじめに
この章では、本器の主な特長やフロント/リアパネルについて説明します。 操作モード、保護モード及び、その他の安全に関する注意事項について理解して頂き、安全に正しくご使用ください。

1-1. PBW-L シリーズの概要
1-1-1. シリーズ一覧
PBW-L シリーズの代表的なモデルを下記に記載します。
モデル

定格電力 出力電流

出力電圧 備考

PBW-502L

5kW

±150A

80 V

LAN CAN DIO 標準

PBW-502LB

5kW

±150A

80 V

Booster （スレーブ動作専用、単独動作不可）PBW-103LP

10kW

±300A

80V

PBW-502L +PBW-502LB
2 並列モデルLAN CAN DIO 標準

PBW-103LS

10kW

±150A

140V

PBW-502L +PBW-502LB
2 直列モデルLAN CAN DIO 標準

PBW-153LT

15kW

±150A

210V

PBW-502L +PBW-502LB×2
3 直列モデルLAN CAN DIO 標準PBW-L シリーズは最大 100kW まで対応可能です。詳細については販
売店または弊社までご相談ください。

1

PBW-502LB Booster について
概要

機能制限

Booster は、直並列運転の SLAVE として動作する装置です。


SINGLE(単体)設定及び運転が不可



直並列運転時での MASTER 設定、運転が不可

直列機能、DIO 機能以外のライセンス付与が不可

 Power スイッチの下に Booster のシールが貼ってある。
Booster機の判別  Product Info > About 画面にて、M/N の末尾が B となっている。

USER SETTING
About

M/N : PBW-502LB
S/N : xxxxxxxx
HW : 1.3
SW : 1.9.1008.2000
Return2

1-1-2. 動作範囲

交流→直流方向の電流を正とします。
PBW-502L CV/CC/CP モード

PBW-502L CR モード

3

PBW-103LP（1 直列 2 並列）/LS（2 直列１並例） CV/CC/CP モード

PBW-103LP（1 直列 2 並列）/LS（2 直列１並例） CR モード

4

PBW-153LT（3 直列 1 並列） CV/CC/CP モード

PBW-153LT CR モード!

注意

CP/CR モードにおいては低電圧領域（10V 付近×
直列数以下）で動作させた場合、接続する負荷や配線によるインピーダンスの影響から、出力が安定しない場合があります。電解コンデンサ等を並列に接続して使用して下さい。

5

1-1-3. 特長

特長

機能

外部
インタフェース

出力電圧：80 V 出力電流：±150 A 5kW



直列、並列機能により最大 210V、±3000A、100kW 構成可能

電源および回生電子負荷として動作可能

パワーデバイスに SiC を採用し、小型軽量



カラー液晶搭載

CV,CC,CP,CR の制御モードを搭載



各種保護機能

スルーレート設定可能



出力抵抗設定可能

直列、並列マスタースレーブ機能搭載



LAN、CAN 標準搭載



外部制御 DIO を標準装備

1-1-4. 付属品とオプション
本器を使用する前に、梱包内容を確認して、すべての標準付属品が揃っていることを確認してください。
標準付属品

説明

LAN ケーブル

×1

直並列通信用

終端抵抗

×1

直並列通信用

電圧検出線

×1

直流出力端子センシング線

ラック固定金具 ×1 組（2 個）取り付けネジは本体側面に付属

筐体固定金具取り付けネジは本体側面に付属×1 組（4 個）※AC 入力ケーブルおよび出力ケーブルは付属していません。

6

1-2. 各部の名称と機能
1-2-1. フロントパネル②③ ⑦⑥ ⑤ ④ ⑧

①

番号

項目

説明

1

パワー
スイッチ

｜が ON、〇が OFF です。
Mode

CV

2

LCD

V.Output

RUN
Voltage80.00V Current80.00V(V.Output 80.00V)
0.0A:Operation Ready:Console I/F

各画面が表示されます。

Power

0W

3

OUTPUTキー

出力の RUN / STOP キーです。
RUN 状態は緑色、異常状態は赤色、運転準備中は黄色に点灯します。上記以外は消灯します。

4

ロータリー
エンコーダー /ENTER キー設定や項目選択を行います。ツマミを押す（ENTER）と値や項目の決定ができます。

5

MODE キー

制御モードの切替えを行います。

6

SHIFT キー

値の桁を切り替えます。
RUN 中に押すことで、電力表示の直流と交流を切り替えることが
できます。

7

MENU
/ ESC キー

設定画面が切替わります。また、一つ前の画面に戻ります。

7

冷却用の吸気口です。

吸気口

8

!

吸気口は、絶対に塞がないで下さい。

注意

1-2-2. リアパネル①③④ ⑧ ⑤ ⑥ ⑦

⑨ ⑩

②

⑪

番号

項目

説明

1

AC 入力
端子

3 相交流入力および保護接地端子です。（M44 ピン）

2

出力端子

直流出力端子です。
（M8‐2 ピン）3

LINK IN

4

LINK OUT

直並列接続用です。直
並列時に付属の LAN
ケーブル、終端抵抗を接続して下さい。

5

CAN 通信ポート

CAN 通信 によ り本 装
置を制御する場合に使用する端子台です。（6ピン）8

本装置を接点入出力で制御する場合に使用する端子台です。（8 ピン）

DIO ポート

6

LAN 通信により本装置を制御する場合に使用するコネクタです。まLAN 通信ポート

7

ANALOG コ
ントロールコ
ネクタ

8た、本装置のアップデート
等に使用します。

カバーを外さないでくだ
さい。

実装無し

9

センシング
端子

負荷端の電圧降下を補正する、電圧リモート
センシング用端子です。

10

メンテナンス用端子

カバーを外さないでくだ
さい。

11

排気口

冷却用の排気口です。

!

注意

!

警告

排気口は、絶対に塞がないで下さい。

⑧ ANALOG CONTROL、⑩ メンテナンス用端子のカバーは絶対に外さないでください。感電の危険があります。

9

1-3. LCD 画面表示
LCD 画面に表示される各画面の表示内容及び操作方法について記載します。
1-3-1. 画面構成
INITIALIZE

起動完了

WAIT
Mode

WAIT

CV
V.Output

WAIT 99s
Voltage80.00V Current 0.00V
80.00V)
0.0A:Over Temperature(V.Output:Operation Ready:Console I/F

Power

0W
WAIT完了SETTING

STOP

ERROR

Mode

Mode

USER SETTING
MENU
/ESC

Protect
Slew Rate

Voltage80.00V Current 0.00V
80.00V)
0.0A

Resistance(V.Output

Multiple:Over Temperature:Operation Ready:Console I/F

BreederInterface

MENU
/ESC

Enter

Power

0W
OUTPUTRUN
Mode

SETTINGUSER
SETTINGUSER
SETTING
USER
Protect[Voltage][Voltage]
Upper[Voltage]
Upper
Lower
Upper
Lower
[Current]
Lower[Current]
Upper[Current]
Upper
Lower
Upper
Lower
Lower

Protect
Protect: 90.00 V
545.0V V: : : -1.00
545.0V V-5.0:-5.0 V:: 160.0 A
33.00A A: : :-160.0
33.00A A: -33.00
A: -33.00
ReturnReturnReturnRUN

CV
V.Output

Voltage80.00V Current80.00V
80.00V)
37.5A:Over Temperature(V.Output:Operation Ready:Console I/F

CV

STOP

CV
V.Output

Power

3000W

各設定画面

10

異常検知

Error Code:0xFFFFFFFF+FF
Duplicated error.
Please refer tothe manual.
Series ID :1
Parallel ID :10
Reset-> Push Enter

Enter

ERROR
Voltage

0.00V
Current

0.0A
Power

0W

1-3-2. 共通操作
ModeCV(1) カーソル

STOP

V.Output

Voltage(V.Output

80.00V)::Operation Ready:Console I/F

手順

0.00V

80.00V(2) 選択桁Current

0.0A
Power

0W

1.

カーソルはロータリーエンコーダー
を回転させると各項目を移動します。
変更したい項目に合わせて、ロータ リー エン コ ーダ ー ツ マ ミ を押す（Enter）と、値を変更することがで
きます。

2.

選択桁は項目の選択中に、数字の下に下線が表示されます。ロータリ
ーエンコーダーを回転させると値が増減します。Shift キーを押すと選択桁の変更ができます。
Mode(1) 制御モード(3) 設定項目(4) 設定値(5) 指令値(6) 初期化状態(7) Interface

CV

STOP

V.Output

Voltage

0.00V

80.00V(V.Output

80.00V)::Operation Ready:Console I/F

Current

0.0A
Power

0W

11

(2) 状態表示(8) 直流出力電圧計測値[V](9) 直流出力電流計測値[A](10) 直流出力電力計測値[W]

1.

制御モード
本装置の直流出力の制御モードが表示されます。WAIT または STOP
時に Mode を押すと、CV→CC→CP→CR→CV→・・・の順番で切り替わります。

2.

状態表示
本装置の状態を表示します。
WAIT、STOP、RUN、ERROR の4 種類があります。各状態の概要とリレーの開閉について下表に記
載します。

状態名

状態

WAIT

交流突入電流防止回路 OPEN OPENの冷却待ち状態

STOP

運転が可能な状態

CLOSE OPEN

RUN

直流出力の状態

CLOSE CLOSE

ERROR

異常を検知し、停止して OPEN OPEN
いる状態

3.

交流 直流
リレー リレー

設定項目
現在の設定項目が表示されます。
ロータリーエンコーダーを回転させると項目が下表の各制御モードに対応して切り替わります。
項目

CV モードCC モードCP モードCR モード

指令値

電圧
指令値

電流
指令値

電力
指令値

抵抗
指令値

[V]

[A]

[W]

[mS or S]

12

4.

設定 1

電圧制限値上限[V]設定 2

電圧制限値下限[V]設定 3

電流制限値上限[A]設定 4

電流制限値下限[A]設定 5

電力制限値上限[W]設定 6

電力制限値下限[W]

設定値
設定項目で選択した指令値や制限値が表示され
ます。

5.

指令値
各制御モードに対応した指令値が表示されます。

6.

初期化状態
直並列時に他の装置と通信の初期化処理中の場合「 Initializing」と 表示されます。完了すると「operation ready」と表示されます。

7.

Interface
現在選択中の Interface が表示されます。
表示内容

Console I/F

Console が選択されています。

LAN I/F

外部インタフェース（LAN）が選択されています。

CAN I/F

外部インタフェース（CAN）が選択されています。

8.

電圧計測値（V）

9.

電流計測値（A）
13

10. 電力計測値（W）
RUN 中に SHIFT キーを押すこと
で、DC 電力と AC 電力の表示を切り替えることができます。詳しくは 38 電力表示の切り替えを参照してく
ださい。

!

注意

出力端子の電圧を表示するため、RUN 以外の場合でも
0V とならない場合があります。

14

1-3-3. INITIALIZE 画面
起動時、進捗がバーで表示されます。

起動処理インジケータ

1-3-4. WAIT 画面
残り待ち時間が表示されます。WAIT 中は RUN やエラーリセットの操作が無効化されます。
Mode

xxx

WAIT

CV

WAIT

V.Output

残り待ち時間0.00V80.00V(V.Output

99s

Voltage80.00V)::Operation Ready:Console I/F

Current

0.0A
Power

0W

本装置は交流側に突入電流防止回路があります。この回路は冷却が必要なため、前回使用時から一定時間間隔を開ける必要があります。冷却時間は最長 2 分です。
以下の場合に WAIT 状態になるためお待ち頂く必要があります。
(1) 電源遮断後、2 分以内に電源を再投入した場合(2) 電源投入後、2 分以内に異常検知した場合(3) エラーリセット後、2 分以内に再度異常検知した場合

15

1-3-5. RUN 画面
制限値に当たるなどした場合に、指令値とは異なる動作をする場
合があります。制限値に当たった場合に直流出力制限状態が表示
されます。
Mode

CV
V.Output

RUN
Voltage80.00V Current80.00V
80.00V)
37.5A:Voltage upper(V.Output

直流出力制限状態:Operation Ready:Console I/F

Power

3000W

直流出力制限状態が 1 つだけの場合は、下表の出力制限名称が表示されます。同時に複数発生する場合は左端の bit 配置の 16進数として表示されます。
bit

Limit
Code

出力制限名称

説明

0

0ｘ01

Voltage upper

直流出力電圧が電圧制限値
上限以上の場合

1

0ｘ02

Voltage lower

直流出力電圧が電圧制限値
下限以下の場合

2

0ｘ04

Current upper

直流出力電流が電流制限値
上限以上の場合

3

0ｘ08

Current lower

直流出力電流が電流制限値
下限以下の場合

4

0ｘ10

Power upper

直流出力電力が電力制限値
上限以上の場合

5

0ｘ20

Power lower

直流出力電力が電力制限値
下限以下の場合

6

0ｘ40

未使用

未使用

7

0ｘ80

Over
temperature

内部温度が上昇した場合

16bit4 と 7 が発生している場合、LimitCode＝0ｘ90 と表示されます。
Mode

Mode

CV
V.Output

RUN

CV

80.00V Current80.00V
80.00V)37.50A:LimitCode = 0x90
(V.Output:Operation Ready:Console I/F

RUN:Console I/F:Operation Ready:LimitCode = 0x90

Voltage80.00V

V.Output(V.Output

Power

3000W

Voltage
Current
Power80.00V)

80.00V37.50A
3000W

1-3-6. ERROR 画面
エラー内容が表示されます。同時に WAIT も発生している場合には、残り待ち時間も表示されます。

Mode

ERROR

CV
起動処理進捗
(1) エラーコード(2) エラー説明文(3) 異常発生直並列ID

Error Code:0xFFFFFFFF+FF
Duplicated error.
Please refer tothe manual.
Series ID :1
Parallel ID :10
Reset-> Push Enter

WAIT 99s

残り待ち時間Voltage

0.00V
Current

0.0A
Power

0W

(1) エラーコード
16 進数で表示されます。エラーの詳細や bit 配置の詳細は 7-2 エ
ラーをご参照下さい。
(2) エラー説明文
エラー発生項目が 1 つのみの場合、エラーの内容が表示されます。
(3) 異常発生直並列 ID
直並列時に異常を最初に検知した装置の直並列 ID が表示されます。直並列 ID については 4-1 直並列モードをご参照下さい。

17

1-3-7. Not Ready 画面
Interlock 機能（DI 機能により選択）により、運転禁止状態の場合に表示されます。
Interlock 機能については 5-5-2 DI 機能設定を参照してください。
Mode

CV
V.Output

NotReady
Voltage

0.00V

80.00V(V.Output

80.00V)::Operation Ready:Console I/F

Current

0.0A
Power

0W

18

1-3-8. USER SETTING 画面
各種設定ができます。1-3-9 設定階層を参照してください。

USER SETTING
保護値設定

Protect

スルーレート設定

Slew Rate

直流出力抵抗設定

Resistance

直並列設定

Multiple

ブリーダ設定Breederxxx

Interfacexxx

インターフェース設定

USER SETTING
製品情報

Product Info

設定値初期化

Factory Reset19

1-3-9. 設定階層
WAIT、STOP、ERROR 画面で MENU/ESC キーを押すと、USER
SETTING 画面に移動できます。USER SETTING 画面では本装置の各種設定を行うことができます。設定の階層の一覧を下表に記載します。
設定項目

概要

Protect

保護値設定

Slew Rate

スルーレート設定

Resistance

直流出力抵抗設定

Multiple

直並列設定

Breeder

ブリーダ設定Interface

インタフェース設定

Interface Selectインタフェース選択

Consoleコンソール設定

CAN Config

CAN 設定CAN Communication

CAN 通信設定

LAN Config

LAN 設定LAN Communication

LAN 通信設定

DI Function

DI 機能設定

DO Function

DO 機能設定

Product Info

製品情報

About

機器情報

License

ライセンス情報

Activation

ライセンス設定

Updateファームウェア更新
設定値初期化

Factory Reset
20

第２章 配線
この章では、入出力線の配線について説明します。

2-1. 交流入力 / 保護接地の配線
手順

!

1.

注意

電源コードを背面 交流入力/保護接地端子台のL1,L2,L3 に商用三相系統、 (保護接地端子)にアースを接続します。
本装置の定格に適合した商用三相系統を接続してください。商用三相系統およびアースの接続に使用するケーブルは、1 ユニット当たり、許容電流
21A 以上で本装置の定格電圧以上のケーブルを使用してください。
端子台のネジ径とケーブルに適合した圧着端子などを使用し、本装置の使用中にケーブルが外れることがないようにしっかりと取り付けてください。端
子台への取り付けネジは、M4 のネジを使用してください。

L1 L2 L3

L1,L2,L321：商用三相系統を接続します：アースに接続します!

注意

端子台安全力バーが無い状態で運転すると非常に危険です。必ず安全力バーを取り付けてご使用ください。

!

警告

本装置に表示された定格電源電圧以外での使用は行わないでください。火災の危険があります。
必ず保護接地端子をアースに接続して下さい。
接続せずに使用した場合、感電の危険があります。
接続作業を行う場合は、配電盤のブレーカーがOFF になっていることを確認し、接続端子には電圧が印加されていない状態で行ってください。
感電の危険があります。
2.

パワースイッチをオンします。起動画面に引き続き通常の画面が表示されます。

22

2-2. 直流出力の配線
手順

1. 本装置の直流出力端子に被試験器を接続します。極性に注意して接続して下さい。
電流・電力の方向は、直流出力端子(＋) → 被試
験器 → 直流出力端子(－)、と流れる方向を正としています。
センシング線を負荷側に接続しない場合は図のように直流出力端子に共締めしてください。
可能な限り太く、短く、拠り合わせることで安定動作に有効です。

!

警告

危険な電圧を出力します。接続作業前に、本装置の電源スイッチを切り、直流出力端子に電圧が印加されていないことを確認してください。感電の危
険があります。

23

!

端子台のネジ径とケーブルに適合した圧着端子などを使用し、本装置の使用中にケーブルが外れることがないようにしっかりと取り付けてください。
端子台への取り付けネジは、M8 のネジを使用してください。

注意

接続に使用するケーブルは、1 ユニット当たり、許容電流 150A 以上で本装置の定格電圧以上のケーブルを使用してください。また、負荷端での電圧降下や発熱を考慮し適切な負荷線を選んでください。
端子台安全カバーが無い状態で運転すると非常に危険です。必ず安全力バーを取り付けてご使用ください。
出力（＋または－）を接地した場合、仕様を満たさない場合があります。
－

－S +S

+

負荷側に電圧検出線を接続しない場合は、被試験機へ電圧検出線と共に接続します。
(極性に注意してください。)
電流正方向

2.

電源を入れます。 電力を供給する準備が整いました。

24

リ モ ー ト セ ンシ ン
グ機能

負荷線による電圧降下を補正することができます。
図を参考に本装置のセンシング端子に直流線を接続します。極性に注意して接続してください。

!

警告

!

注意

接続作業前に、本装置の電源スイッチを切り、直流出力端子に電圧が印加されていないことを確認してください。感電の危険があります。
センシング線は必ず本装置出力端子または負荷端へ極性を確認して接続してください。センシング
線を接続していない状態または極性を間違えると、本器の故障や、負荷への過電圧印可が生じることがあります。
端子台のネジ径とケーブルに適合した圧着端子などを使用し、本装置の使用中にケーブルが外れることがないようにしっかりと取り付けてください。端子台への取り付けネジは、M3 のネジを使用してください。
端子台安全カバーが無い状態で運転すると非常に危険です。必ず安全力バーを取り付けてご使用ください。
+S

DC出力＋

負荷側＋

DC出力ー

負荷側ー

-S
本装置

負荷側

25

第３章 基本操作
この章では、本器の操作に必要な基本操作について説明します。
本器を操作する前に、第１章 はじめにおよび第２章 配線の章を参照してください。

3-1. 保護値設定
概要

手順

直流出力の電圧・電流の保護値を設定します。
各計測値が設定された値を超えた場合、本装置
は ERROR となり、直流及び交流端子を開放します。
1.

MENU/ESC キ ー を 押 し 、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Protect を選択し、ツマミを押して、保護値設定画面に移動します。

26

USER SETTING(1) 保護値設定

Protect
Slew Rate
ResistanceMultiple
BreederInterfaceEnter

USER SETTING
Protect[Voltage]
Upper
Lower
[Current]
Upper
Lower

:
:

90.00 V
-1.00 V(2-1) 電圧保護値上限[V](2-2) 電圧保護値下限[V]::160.0 A
-160.0 A(2-3) 電流保護値上限[A](2-4) 電流保護値下限[A]Return2.

3.

設定する保護値選択し、ツマミを押し、カーソルを表示させます。
SHIFT キーで桁を選択し、保護値を設定し、ツマミを押して決定しま
す。
設定項目
設定範囲
電圧保護値上限

0.00V~90.00V

電圧保護値下限-1.00V～80.00V

電流保護値上限

4.0A～160.0A

電流保護値下限-160.0A～-4.0A

完 了 後 は MENU/ESC ま た は
Return を選択し、前の画面に戻り
ます。

27

!

運転中に設定を変更することはできません。

注意

保護値は常時判定されます。そのため直流出力が開放された状態で電圧保護値下限を 0V 以上に設定すると ERROR になります。
本装置が回生時に ERROR が発生すると、被試
験器の動作によっては過渡的に直流出力電圧が上昇する場合があります。そのため、停止す
ることが安全方向に動作しない場合があります。
動作条件に合わせて適切な保護値を設定して下さい。

3-2. スルーレート設定
概要

手順

運転中に指令値や制限値に変更する場合の条件を設定します。
1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Slew Rate を選択し、ツマミを押して、スルーレート選択画面に移動します。

28

USER SETTING
Protect(1) スルーレート設定

Slew Rate
ResistanceMultiple

BreederInterfaceEnter

USER SETTING
Slew Rate
Function:

Disable(2-1) 有効／無効設定

Voltage
Current
Power

:
:
:

8.000 V/ms
300.000 A/ms
1000 W/ms(2-2) 電圧傾き[V/msec](2-3) 電流傾き[A/msec](2-4) 電力傾き[W/msec]

Return2.

Function でスルーレート機能の有効／無効を切替えます。

3.

有効：設定するスルーレートを選択します。ツマミを押し、カーソルを表示させます。SHIFT キーで桁を選
択し値を設定し、ツマミを押すと反映されます。
無効：選択した値はロータリーエン
コーダーを回すと即時に反映されます（最大の傾きで動作します）。
設定項目

設定範囲

Function

Enable/Disable

Voltage0.001V/msec～8.000V/msec

Current

0.001A/msec～300.000A/msec

29

Power4.

1W/msec ~1000W/msec

完 了 後 は MENU/ESC ま た は
Return を選択し、前の画面に戻ります。
運転中に設定を変更することはできません。

!

注意
スルーレートが大きい場合や被試験器などの条件により、設定値より遅い動作や直線的に動作できない場合があります。直流出力制限状態時
は設定より遅い動作になる場合があります。

3-3. 直流出力抵抗設定
本装置の内部抵抗を設定します。

概要

本機能は CV モードの場合にのみ動作します。
手順

1.

MENU/ESC キ ー を 押 し 、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Resistance を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

30

USER SETTING
Protect
Slew Rate(1) 直流出力抵抗設定

ResistanceMultiple

BreederInterfaceEnter

USER SETTING
ResistanceInternal Resistance: 0.000 ohm(2) 直流出力抵抗値[Ω]Return2.

3.

ツマミを押して、カーソルを表示させま す。 SHIFT キーで 桁 を選 択
し、直流出力抵抗値を設定し、ツマミを押して決定します。

設定項目

設定範囲

直流出力抵抗値

0.000Ω～1.000Ω

完了後は MENU/ESC キーまたはReturn を選択し、前の画面に戻ります。
運転中に設定を変更することはできません。

!

注意

31

3-4. ブリーダ設定
ブリーダ機能が有効の場合、OUTPUT OFF の際、出力端子電圧が設定したスレッショルド電圧になるまで設定した最大放電電流以下で放電します。スレッショルド電圧となるか、設定したタイ
ムアウト時間が経過すると、装置は停止します。

概要!

ブリーダ機能は指令値やモードに関係なく有効にできます。このため、本器を負荷として使用した際などに、直流電源などが接続されていると、
OUTPUT OFF 後に放電できずタイムアウトとなることがあります。

注意

タイムアウトで停止した場合には、オプションエラー(+3)を表示します。この場合、直流出力端子に電圧が残っている可能性がありますので、十分に注意してください。
手順

1.

MENU/ESC キ ー を 押 し 、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Breeder を 選 択 し 、 ツ マ ミ を 押 して、設定画面に移動します。

32

USER SETTING
Protect
Slew Rate
ResistanceMultiple(1) ブリーダ設定

BreederInterfaceEnter

USER SETTING
Breeder:

Enable(2-1) 有効/無効設定

Discharge Current :Threshold Voltage :Timeout
:

2.5 A
0.0 V
0 s

(2-2) 放電最大電流設定(2-3) 放電終了電圧(2-4) タイムアウト時間

Function

Return2.

Function で機能の有効/無効を切り替えます。
Discharge Current で放電電流を設定します。
Threshold Voltage で放電終了電圧を設定します。
Timeout でタイムアウト時間を設定
します。
設定項目

初期値

設定範囲

Function

DisableEnable/Disable

Discharge Current 2.5A

2.5A～150.0A

Threshold Voltage 1.0V

0.0V~10.0V

Timeout

0s～255s

5s
33

3.

!

注意

完了後は MENU/ESC キーまたはReturn を選択し、前の画面に戻ります。
放電終了電圧の測定は電圧メーターと同じ測定回路使用しているため、許容内の誤差により設定電圧に届かず、タイムアウトになる場合があります。この場合、放電終了電圧の設定を上げてください。
運転中に設定を変更することはできません。

34

3-5. 制御モード選択
概要
手順

CV／CC／CP／CR を変更することができます。
1.

WAIT または STOP 時に MODE
キーを押すと、CV/CC/CP/CR の制御モードを変更できます。

2.

ロータリーエンコーダーを回転させると項目が各制御モードに対応して切り替わります。設定項目は、
12 ページ「設定項目」をご参照くだ
さい。

35

Mode

Mode

Mode

CV

STOP

V.Output

Voltage

0.00V

0.00V
(V.Output

0.00V)::Operation Ready:Console I/F

Mode

CC
Mode

Current

C.Output

Voltage

0.00A)::Operation Ready:Console I/F

Power

0W

Mode

0.0V

0.00A
(C.Output

0.0A

STOP
Mode

Current

STOP

V.Up Limit

Voltage

0.0V

85.00V(V.Output

0.0V)::Operation Ready:Console I/F

Current

Power

0W

Voltage

0W

Mode

0.0V

85.00V
0.00A)::Operation Ready:Console I/F

Power

STOP

V.Lo Limit

Mode

Current

0W(V.Output

0.0V)::Operation Ready:Console I/F

Mode(C.Output

0.00A

0.00A)::Operation Ready:Console I/F

Power

0W

Mode

STOP

C.Up Limit

Mode

0W

(V.Output

0.0V)::Operation Ready:Console I/F

ModeCurrent(C.Output

0.00A

0.00A)::Operation Ready:Console I/F

Power

0W

Mode

Mode

Current

STOP

C.Lo Limit(V.Output

0.0V)::Operation Ready:Console I/F

C.Lo Limit

0.0V(C.Output

0.00A

0.00A)::Operation Ready:Console I/F

Power

0W

Mode

STOP

P.Up Limit

Voltage

0.0V

5300W
(V.Output

0.0V)::Operation Ready:Console I/F

Current

0W

Mode

Voltage

0.0V

STOP

P.Lo Limit

0.00A)(V.Output

0.0V)::Operation Ready:Console I/F

0.00A
Power

0W

Mode

Current(R.Value

0.00A

10ohm)::Operation Ready:Console I/F

0.0V
Current

0.00A
Power

0W

STOP
Voltage

0W)

0.0V

Mode

Current

0.00A
Power

0W

Current

Voltage

0W)::Operation Ready:Console I/F

Power

0W

0.0V

5300W
(P.Output

0.00A

STOP

P.Up Limit

STOP

P.Lo Limit

0.0V
Current

STOP
Voltage-5300W

Mode

Current

0.00A
Power

0W

Mode

CC

Voltage-5300W

Mode

0W

CP
Mode

Mode

CV

0W

P.Lo Limit

0.0V
Power

:
:Operation Ready:Console I/F

0W(C.Output

CP

Voltage

0.00A)::Operation Ready:Console I/F

STOP

P.Lo Limit

0.0V-5300W
Current

0.00A
Power

0W

Mode

Voltage

0.0V-5300W(P.Output::Operation Ready:Console I/F

0W)

Mode

Current

0.00A
Power

0W

=

36

Mode

Power

CR

Voltage

0W)(P.Output

0.00A
Power

5300W
:
:Operation Ready:Console I/F

Power

0.0V
0.00A

Mode

-155.0A

Mode

STOP

P.Up Limit(C.Output

0.00A

10ohm)

Current

Mode

CC
Mode

STOP
Voltage-155.0A(R.Value

STOP

C.Lo Limit

0.0V
Current

Mode

CV

0W

:
:Operation Ready:Console I/F

0W

CP

Voltage-155.0A

Mode

Current

Mode

0.00A

155.0A

STOP

Mode

0.00A

Mode

CC

Voltage-155.0A

0.0V
Current

Power

C.Lo Limit

0.0V
Current

Power::Operation Ready:Console I/F

0W

10ohm)

CR

Voltage

0W)(P.Output

0.00A
Power

Mode

CV

STOP

C.Up Limit

0.0V

STOP
Voltage-0.50V::Operation Ready:Console I/F

0W

CP

Voltage

155.0A

0W

V.Lo Limit(R.Value

0.00A
Power

:
:Operation Ready:Console I/F

Power

Mode

0.00A

Mode

(P.Output

0.00A

0.0V
Current

Power

CR
Mode

Current-0.50V

STOP

C.Up Limit

0.0V

0.0V

Mode

CC

Voltage

155.0A

0W)

V.Lo Limit

0.0V
Current

Mode

CV

Voltage85.00VCP

Voltage-0.50V

10ohm)::Operation Ready:Console I/F

STOP::Operation Ready:Console I/F

Power

Voltage100.0mS

Mode(P.Output

0.00A

STOP

R.Value(R.Value

0.00A
0W

V.Up Limit

STOP

V.Lo Limit

0.0V
Current

CR
Mode

Mode

CC

Voltage-0.50V

0.0V
Current

Power

CP

Mode

CV

0W)

:
:Operation Ready:Console I/F

STOP

V.Up Limit(C.Output

0.00A

Voltage

0W

Mode

CC
Mode

STOP

P.Output(P.Output

0.00A

Mode

CV

Mode

CP

Knob

Mode

3-6. 指令値 / 制限値設定
概要

指令値と制限値を設定できます。
運転中も変更できます。運転中に変更する場
合、スルーレート機能の設定により変更時の挙動が異なります。設定方法は 3-2 スルーレート
設定をご参照下さい。
スルーレート有効：
ツマミ（ENTER）が押されてから、設定されたス
ルーレートの傾きで変化します。
スルーレート無効：
ツマミを回すと即時に最大の傾きで変化します。

手順1.

設定項目を選択し、ツマミを押し、設定値にカーソルを表示させます。
設定項目については 3-5 制御モー
ド選択をご参照ください。

2.

!

注意

SHIFT キーで桁を選択し、数値を設定し、ツマミを押して、決定します。

下記の範囲に加え保護値の範囲外に設定できません。保護値が変更された結果範囲外になる
場合、自動的に修正されます。
指令値設定項目

設定範囲

電圧

0.00V~80.00V

電流

0.0A~±150.0A
37

電力

0W~±5000W

抵抗0.2mS~1500.00S

制限値設定項目

設定範囲

電圧制限値上限

0V または電圧制限値下限~85.00V

電圧制限値下限-0.50V~電圧制限値上限
CR モード：-0.50V～0.00V

電流制限値上限

2.5A~155.0A

電流制限値下限-155.0A ~-2.5A

電力制限値上限

300W~5300W

電力制限値下限-5300W~-300W

指令値より制限値が優先されるため、指令値に従わない場合があります。各制御モードにおける制限値を超えた場合の動作は下表となります。動作条件に合わせて適切な制限値及び保護値を設定して下さい。

!

注意

制御
モード

電力
方向

制限値

CV

力行

電圧

表示のみ

電流

制限値に従います。直流電圧は低下します。

電力
回生

電圧

表示のみ

電流

制限値に従います。直流電圧は上昇します。

電力38電流制限値下限

V

電流制限値上限

電圧制限値上限

電圧指令値

電圧制限値下限

I

CC

力行

電圧

制限値上限の場合、電流は減少します。
制限値下限の場合、電流は指令値より増大します。

電流

制限値に従います。

電力
電流制限値下限

V

電流制限値上限

電圧制限値上限

電圧制限値下限

電流指令値

回生

I

電圧

制限値上限の場合、回生電流は指令値より上昇します。制限値下限の場合、回生電流は減
少します。

電流

制限値に従います。

電力

39

V

電流制限値下限

電流制限値上限

電圧制限値上限

電圧制限値下限

I

電流指令値

CP

力行

電圧

制限値上限の場合は、電流値が減少します。
制限値下限の場合は電流が上昇し、指令値よりも電力が増大します。

電流

制限値に従います。

電力
電流制限値下限

V

電力制限値上限

電圧制限値上限

電圧制限値下限
電力指令値

回生

I

電圧

制限値上限の場合は、回生電流が上昇し、指令値よりも回生電力が増大します。
制限値下限の場合は、回生電流が減少します。

電流

制限値に従います。

電力40

電力制限値下限

V

電流制限値上限

電圧制限値上限

電圧制限値下限
電力指令値

CR

回生

I

電圧

制限値下限に達した場合、0A での放電動作になります。電圧は維持されません。

電流

制限値下限に従います。

電力
電流制限値下限

V
電流制限値上限:固定値=0A

電圧制限値下限

I

抵抗指令値

41

3-7. RUN / STOP 切替え!

本装置は STOP 状態で出力端子を内部リレー
で切り離します。出力端子にコンデンサなどが接続されている場合、電圧が残っている場合がありますので十分、注意してください。

注意

ブリーダ機能を使用することで、出力オフ時、電圧を下げることができます。詳しくはエラー! 参照
元が見つかりません。エラー! 参照元が見つかりません。をご覧ください。
手順

1.

STOP 状態で OUTPUT キーを押すと黄色に点灯し、直流リレーを閉じる
準備を開始します。直流リレーを閉じると緑色に点灯し、RUN（出力オン）状態になります。

2.

も う 一 度 OUTPUT キ ー を 押 す とSTOP（出力オフ）状態に戻ります。
OUTPUT
直流リレー
CLOSE

OUTPUT

CV
V.Output

V.Output

Voltage80.00V):Operation Ready:Console I/F

ブリーダ機能有効の場合の STOP
動作

CV

STOP

80.00V Current(V.Output

3.

Mode

Mode

Mode

0.00V

STOP
Voltage80.00V Current(V.Output

0.0A
Power

80.00V):Operation Ready:Console I/F

0W

0.0A

0W

V.Output

RUN

V.Output

80.00V Current80.00V
80.00V)
0.0A:Operation Ready:Console I/F

WAIT
Breeder On

Power80.00V):Operation Ready:Console I/F

0W

42:Operation Ready:Console I/F

Power

0W
放電終了
→STOP

CV
V.Output

Voltage80.00V Current(V.Output(V.Output

80.00V Current80.00V
80.00V)
0.0A(V.Output

Mode

CV

Voltage

RUN
Voltage

放電中

Mode

CV

CV
V.OutputPower

OUTPUT

Mode

0.00V

0.00V

0.0A
Power

0W

STOP
Voltage80.00V Current 0.00V
80.00V)
0.0A(V.Output:Operation Ready:Console I/F

Power

0W

Note

本装置の FAN は動作状態や装置内部温度に合わせて FAN の回転数を変えています。本装
置の内部温度が高温の場合、STOP 状態でもFAN が高速に回転し続ける場合があります。
FAN が高速に回っている状態でも主電源スイッ
チを遮断して問題ありません。

43

3-8. 電力表示の切り替え
概要

RUN 中に SHIFT キーを押すことで、DC 電力と AC 電力の表示を切り替えることができます。

手順

1.

SHIFT キーを押すと切り替わります。

2.

もう一度 SHIFT キーを押すと戻り
ます。

DC 表示

Mode

RUN

CV
V.Output

Voltage80.00V Current80.00V
80.00V)
0.0A(V.Output:Operation Ready:Console I/F

AC 表示

Power

0W

Mode

RUN

CV
V.Output

Voltage80.00V Current80.00V
80.00V)
0.0A(V.Output:Operation Ready:Console I/F

AC Power

65W

44

3-9. エラーリセット

手順

1.

ERROR 状態では、OUTPUT キーが赤色に点灯します。

2.

原因を取り除き、ロータリーエンコ
ーダーツマミを押すとリセットできま
す。

Mode

Mode

CV
Error Code:0xFFFFFFFF+FF
Duplicated error.
Please refer tothe manual.
Series ID :1
Parallel ID :10
Reset-> Push Enter

!

注意

ERROR

CV
V.Output

Voltage

0.00V
Current

0.0A
Power

0W

STOP
Voltage80.00V Current 0.00V
80.00V)
0.0A(V.Output:Operation Ready:Console I/F

Power

0W

WAIT 状態ではリセットできません。WAIT 完了
後にリセットして下さい。

45

第４章 直並列運転操作
本装置は、複数の本装置を直並列接続することで、電圧範囲・電流容量を拡大したシステムを構築することができます。
直列最大 3 直列、並列最 20 並列まで対応可能です。ただし、直並列の場合は 2 直/10 並列、3 直/6 並列までとなります。

4-1. 直並列モード
概要

直並列モードは以下の 3 種類があります。
単体

他の装置とは通信せず単体で動作します。

USER SETTING
MultipleMode(1) 単体: Single

Save

マスター

Cancel直並列時にスレーブを制御します。

USER SETTING
Multiple
Mode: Master(2) マスター

Sereis No
Parallel No

: 2
: 10

(3) 直列合計数(4) 並列合計数

Save

46

Cancelスレーブ

直並列時にマスターの指示に従い動作します。

USER SETTING
Multiple
Mode: Slave(5) スレーブ

Sereis ID
Parallel ID

: 1
: 20

(6) 直列ID(7) 並列ID

Save

!

注意

Cancel

直並列モードの設定は 4-2 直並列の準備を参照して、接続後に行ってください。接続前に行うとエラーと
なります。

47

4-2. 直並列の準備
4-2-1. 直並列配線

概要

主回路線と信号線を配線します。2 直 3 並列の接続例を参考に接続方法を記載します。
接続作業前に、本装置の電源スイッチを切り、直流出力端子に電圧が印加されていないことを確認してください。

警告!

極性に注意して接続してください。極性を誤ると、被試験器や本装置を破損する可能性があります。
PBW-ｘｘｘLS/ＬＴはすでに直列接続の構成です。したがって、PBW-ｘｘｘＬS/ＬＴを 2 台使用し、直列接続することはできません。

注意!

2 直 3 並列の接続例
並列1列目
PID : 1

並列2列目
PID : 2SLAVE
SID : 2 / PID : 1

－ ＋

直列2列目
SID:2

並列3列目
PID : 3SLAVE
SID : 2 / PID : 2－＋

LINK IN LINK OUT

SLAVESID : 2 / PID : 3

－

－ ＋

＋

LINK IN LINK OUT

－ ＋

－

＋

LINK IN LINK OUT

終端抵抗

被試験器

終端抵抗
－ ＋

直列1列目
SID : 1LINK IN LINK OUT

MASTER
SNUM : 2 / PNUM : 3(SID : 1 / PID : 1)

－

＋

－

－ ＋

LINK IN LINK OUT＋－ ＋

LINK IN LINK OUT

SLAVESID : 1 / PID : 2

SLAVE
SID : 1 / PID : 3

48

－

＋

スレーブ機の ID について
SID：直列接続 ID 1 列目（電圧の下側）＝1
2 列目（電圧の上側）＝2
PID：並列接続 ID 1~20（10：直列を含む場合）
詳細は 4-2-2 直並列設定を参照してください。
手順

1.

主回路線を接続します。被試験器の正極とSID:2 の＋端子を接続して下さい（接続例：赤太線）。

2.

被試験器の負極と SID:1 のー端子を接続して下さい（同図黒太線）。

3.

同じ PID の SID:2 のー端子と SID:1 の＋端子を接続して下さい（同図青太線）。中点電位は被試
験器と接続しないで下さい。異なる PID の中点間を接続しないで下さい。

4.

マスター機を含む並列 1 列目のセンシング線を負荷端へ接続することで負荷線による電圧降下を補償することができます。（赤および黒細線）
並列 2 列目以降は自機の出力端子へセンシング
線を配線してください。（赤および黒細線）
直列接続の場合、直列 1 列目（SID1）のセンシン
グ+端子と 2 列目（SID2）のセンシング-端子を接続することで、中点電位の負荷線の電圧降下を補償することができます。（青細線）

5.

次に、信号線を接続します。各装置間の LINKIN/OUT を付属 LAN ケーブルでデイジーチェーン接続して下さい（同図橙線）。

6.

空きとなる両端には付属の終端抵抗を接続して
下さい。
49

!

付属の LAN ケーブル(0.25m)では長さが足りない場合、CAT5e 以上のストレートケーブルをご使用下さ い。デ イジ ーチ ェーン接続の総延 長が20m を超えないで下さい。

注意

LAN コネクタにつながないでください。
4-2-2. 直並列設定
概要
手順

各機のマスターまたはスレーブ設定を行います。
1.

MENU/ESC キ ー を 押 し 、USER SETTING 画面を表示します。Multiple を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

直並列モードを選択します。

3.

モード

説明

Single

単体動作

Master

マスター機

Slave

スレーブ機

該当するモードを選択し、ツマミを押して決定します。

50

4.

マスターの場合は、Sereis No.
（直列台数の合計数）およびParallel No.（並列台数の合計数）を設定します。
スレーブの場合は、それぞれのSereis ID および Parallel ID を設定します。

マスターの場合

スレーブの場合

Sereis No.

1~3

Parallel No.

1~20（10：2 直列 6：3 直列）

Sereis ID

直列の 1 列目＝1、2 列目＝2、3 列目＝３

Parallel ID

1~20（10：2 直列 6：3 直列）

5.

ツマミを押して数値を確定します。

6.

Save を選択し、ツマミを押して保存します。メッセージが出ま
すのでツマミをもう一度します。
キャンセルする場合は、Cancelを選択し、ツマミを押すか、
MENU/ESC キーを押します。

51

例）

USER SETTING

設定画面

Protect
Slew Rate
Resistance(1) 直並列設定

Multiple
BreederInterfaceEnter

USER SETTING
Multiple
Mode: Master(2-1) 直並列モード選択

Sereis No
Parallel No

: 2
: 10

(2-2) SNUM / SID(2-3) PSUM / PID

Save

Cancel(2-4) 保存

Enter

!

注意

通信線の断線や未接続を検知するために、直並列通信の初期化は 60 秒でタイムアウトし直並列設定異常を発生します。
時間は設定確定が押されてからカウントを開始します。異常になった場合、SLAVE はリセットが無効になっているため、全ての本装置を
SINGLE に戻しリセットしてから再度直並列設定を行う、または全ての本装置を再起動することで直並列設定が完了できます。

52

7.

マスターは制御モードの末尾に“-M“が付加されます。
スレーブは制御モードに“SLAVE“と表示され、指令値や制限値の欄に自機の直並列 IDが表示されます。

8.

初期化状態が「 Initializing」 は運転開始ができません。完了する と 「 operation ready」 と 表示されます。

9.

OUTPUT キ ー や リ セ ッ ト はMASTER で の み 操 作 で き ます。SLAVE での操作は無効で
す。

53

例）
直並列動作画面

Mode

Mode

CV-M

STOP

V.Output

Voltage

210.00V Current 0.00V
0.0A(V.Output 210.00V)::Initializing...
:Console I/F

Power

0W

SLAVE

STOP

SeriesID

ParallelID

Voltage32

Current::Initializing...
:Console I/F

0.0V
0.00A
Power

0W

直並列通信初期化完了
Mode

Mode

CV-M

STOP

V.Output

Voltage

210.00V Current 0.00V
0.0A(V.Output 210.00V)::Operation Ready:Console I/F

Power

0W

SLAVE

STOP

SeriesID

ParallelID

Voltage32

Current::Operation Ready:Console I/F

0.0V

0.00A
Power

0W

OUTPUT
Mode

Mode

RUN

CV-M
V.Output

Voltage

210.00V
210.00V Current
100.0A(V.Output 210.00V)::Operation Ready:Console I/F

Power

21000W

MASTER は3 直 2 並列接続の合計の値を表示します。

54

SLAVE

RUN

SeriesID

ParallelID

Voltage32

Current::Operation Ready:Console I/F

70.00V
50.0A
Power

3500W

各 SLAVE は
1/3 の電圧
1/2 の電流1/6 の電力（自機負担分）を表示します。

直並列時は全体の操作を MASTER で一括操作ができます。MASTER で設定された値が等分されて SLAVE に設定されます。

Note

MASTER の計測値表示は、直並列の全体としての直流出力値が表示されます。SLAVE の計
測値表示は自機の直流出力値が表示されます。
例：3 直 2 並列時に MASTER で CV210V と設定し、負荷に 2.1Ω 接続した場合の直流出力状
態が上図となります。MASTER の計測値表示
は全体の直流出力が表示されます。SLAVE は
3 直列のため MASTER の 1/3 の直流電圧、2並列のため 1/2 の直流電流、3 直 2 並列のため1/6 の直流電力が表示されます。

!
Note

注意

直並列設定を変更すると MASTER の保護値やスルーレート、指令値、制限値の範囲が変わります。範囲が広がる場合は値を保持しますが、狭まる場合は自動的に修正されます。RUN の前に必ずご確認下さい。
PBW-103LP、LS または LT などのブースター機（SLAVE）は専用設定のため、マスター機として使用できません。

55

第５章 各種設定
この章では、インタフェースの選択と各種の設定について説明します。

5-1. インタフェースの選択
本機は通信インタフェースとして LAN および CAN が標準で装備されています。
メニューにおいて利用するインタフェース（LAN または CAN）を選択することで通信が可能になります。
通信を行ってもツマミ操作のみロックされないため、各設定の確認は可能です。ツマミを押すことで IF select 画面に移動します。この時、OUTPUT がオンの場合は出力を停止します。
モードによっては電源の状態を定期的に発信する定期送信が可能
です、定期送信は電圧/電流/電力のモニタ値、ステータスを自動送信します。
通信終了のコマンドで通信インタフェースの選択は解除されます。
再度通信を行う場合はメニューで選択が必要です。
概要
手順

インタフェースの選択を行います。
1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

Interface Select を選択し、ツマミを押します。もう一度ツマミをおしてインタフェースを選択します。
Interface 説明
Consoleパネルからの制御

LAN

LAN 通信による制御

56

CAN

CAN 通信による制御

3.

選択後、ツマミを押して決定します。

4.

IF select 画面にて ID 0x000/通信
インタフェース選択設定コマンドを上
位機器から LAN または CAN 経由
で送信します。
LAN の ASCII の場合は、*IDN?を送信します。

5.

インタフェース状態の表示が LAN
または CAN I/F に変化し通信が可能になります。

6.

Console を選択の場合は、returnを選択するか、MENU/ESC キーを押すと前の画面に戻ります。

57

USER SETTING
Protect

Slew Rate
ResistanceMultiple

BreederInterface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) 外部インターフェース選択(1) インターフェース設定

InterfaceEnter

USER SETTINGInterface SelectInterface(3)インターフェース選択: LAN

ReturnMode

CV
V.Output

STOP
Voltage

0.00V

40.00V(V.Output

40.00V)::Operation Ready:LAN I/F

Current

0.0A
Power

0W

58

(4)インターフェース選択状態

5-1-1. CAN 通信について
CAN ISO11898 を採用
バイナリモードでは一定期間パケットを受信しないとアラームとして出力をオフする機能があります。
CAN 信号は線路の両端に必要、PBW/LRW の CAN コネクタには内蔵
終端抵抗はありません。
端点の場合に外部に終端抵抗(120Ω)が必要です、通常は 1/4W 以上の抵抗を利用します。
機種の占有 ID は 0x080 で ID ごとに設定、モニタなどの機能が割り振られます。
内容はプログラミングマニュアルを参照してください。
5-1-2. LAN 通信について
規格：100BASE-TX(IEEE802.3u)を採用、IPv4、Socket 通信による制御。
LAN 通信においては文字列ベースの ASCII モードと CAN のパケットベ
ースのバイナリモードをサポートしています、LAN 通信のソケットポート
はバイナリモードで 31001 に固定されています、ASCII モードではメニューによる可変設定となります。
ASCII モードは Socket(TCP/IP 形式)となります。デリミタは LF を使用
しています。
バイナリモードの定期送信は Socket(UDP ユニキャスト形式)でポートが 31002 となります。
バイナリモードの機種の占有 ID は 0x080 で ID ごとに設定、モニタなどの機能が割り振られます。
バイナリモードでは一定期間パケットを受信しないとアラームとして出力をオフする機能があります。
内容はプログラミングマニュアルを参照してください。

59

5-2. Console 設定
パネル表示の方向の選択を行うことができます。
概要

パネル表示の方向を設定できます。

手順

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

1.

Console を 選 択 し 、 ツ マ ミ を 押 して、設定画面に移動します。

2.

Rotation でツマミを押して選択します。

3.

Rotation

説明

Horizontal

本器を横方向で使用します

Vertical

本器を縦方向で使用します。

方向を選択し、ツマミを押して決定
し ま す 。 return を 選 択 す る か 、MENU/ESC キーを押すと前の画面に戻ります。

USER SETTING
ConsoleRotation: Horizontal

Return

60

Mode

例）

Mode

CV
V.Output

STOP
Voltage80.00V Current 0.00V
80.00V)
0.0A(V.Output::Operation Ready:Console I/F

CV STOP:Console I/F:Operation Ready:0W

80.00V

V.Output(V.Output

Power

Voltage
Current
Power

Horizonta
Note

80.00V)

0.00V
0.0A
0W

VerticalVertical 表示は、各種ボタンなどが LCD の下となる向きを想定しています。

61

5-3. CAN の設定
CAN の設定ができます。詳細はプログラミングマニュアルを参照してください。プログラミングマニュアルは弊社ホームページからダウンロードできます。
https://www.texio.co.jp
5-3-1. CAN Config
概要

本機が占有する CAN ID の範囲(ID Range)選択しま
す。
[CAN ID Range]:本機 1 台が占有する範囲を選択します。

USER SETTING
Protect

Slew Rate
ResistanceMultiple

BreederInterface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) CAN設定(1) インターフェース設定

InterfaceEnter

USER SETTINGCAN Config
CAN ID Range : 0x000 – 0x07f

Return62(3)CAN ID設定

手順

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

CAN Config を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

3.

CAN ID Range でツマミを押して選択します。
CAN ID を設定し、ツマミを押して確定します。

4.

return を選択するか、MENU/ESC
キーを押すと前の画面に戻ります。

5-3-2. CAN Communication
概要

CAN 通信の設定を行います。
［Regular Transmit］
Function：定期送信の有効/無効を設定できます。
Time：定期送信の周期を設定できます。
［Time Out］
Function：通信異常検知の有効/無効を設定できます。
Time：通信異常検知時間の設定ができます。

63

USER SETTING
Protect
Slew Rate

ResistanceMultiple
BreederInterface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) CAN通信設定(1) インターフェース設定

InterfaceEnter

USER SETTINGCAN Communication[Regular Transmit]
Function: EnableTime: 1000 ms[Time Out]
Function: EnableTime: 1000 ms(3-1)定期送信有効/無効設定(3-2)定期送信周期設定(3-3)通信異常検知有効/無効設定(3-4)通信異常検知時間設定

Return手順

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

CAN Communication を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

3.

［Regular Transmit］ Function でツマミを押して選択します。
定期送信の有効/無効を設定し、ツマミを押して確定します。

Funcion説明

Ebable

定期送信有効Disable

定期送信無効64

［Regular Transmit］ Time でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、定期送信周期を設定
し、ツマミを押して確定します。
Time

範囲

送信周期

10~10,000ms［Time Out］ Function でツマミを押して選択します。
通信異常検知の有効/無効を設定
し、ツマミを押して確定します。
Funcion説明

Ebable

通信異常検知有効

Disable

通信異常検知無効［Time Out］ Time でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、通信異常検知時間を設定し、ツマミを押して確定しま
す。

4.

Time

範囲

送信周期

1,000~10,000ms

return を選択するか、MENU/ESC
キーを押すと前の画面に戻ります。

65

5-4. LAN の設定
LAN の設定ができます。詳細はプログラミングマニュアルを参照してください。プログラミングマニュアルは弊社ホームページからダウンロードできます。
https://www.texio.co.jp
5-4-1. LAN Config
概要

LAN の IP Address、Subnet mask と ASCIIPort No を設定します。

USER SETTING
Protect
Slew Rate
ResistanceMultiple

BreederInterface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) LAN設定(1) インターフェース設定

InterfaceEnter

USER SETTINGLAN Config
MAC ADDRESS xx-xx-xx-xx-xx-xx
IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask
: xxx.xxx.xxx.xxx
ASCII Port No :
5025
Save

手順

(3-1)IP Address設定(3-2)Subnet mask設定(3-3)ASCII Port No設定

Cancel1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

LAN Config を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

66

3.

IP address でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、IP address を設定します。ツマミを押して確定します。
Subnet mask でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、Subnet mask を設定
し、ツマミを押して確定します。
ASCII Port No でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、ASCII Port No を設定し、ツマミを押して確定します。

4.

設定を適用する場合は Save を選択します。
適 用 し な い 場 合 は Cancel を 選
択、または MENU/ESC キーを押します。
Save の場合は、本装置を再起動
してください。

67

5-4-2. LAN Communication
概要

LAN 通信の設定を行います。
［Regular Transmit］
Function：定期送信の有効/無効を設定できます。
Time：定期送信の周期を設定できます。
［Time Out］
Function：通信異常検知の有効/無効を設定できます。
Time：通信異常検知時間の設定ができます。

USER SETTING
Protect

Slew Rate
ResistanceMultiple
BreederInterface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) LAN通信設定(1) インターフェース設定

InterfaceEnter

USER SETTINGLAN Communication[Regular Transmit]
Function: EnableTime: 1000 ms[Time Out]
Function: EnableTime: 1000 ms
Return68(3-1)定期送信有効/無効設定(3-2)定期送信周期設定(3-3)通信異常検知有効/無効設定(3-4)通信異常検知時間設定

手順

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

LAN Communication を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

3.

［Regular Transmit］ Function でツマミを押して選択します。
定期送信の有効/無効を設定し、ツマミを押して確定します。

Funcion説明

Ebable

定期送信有効Disable

定期送信無効［Regular Transmit］ Time でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、定期送信周期を設定
し、ツマミを押して確定します。
Time

範囲

送信周期

10~10,000ms［Time Out］ Function でツマミを押して選択します。
通信異常検知の有効/無効を設定
し、ツマミを押して確定します。

69

Funcion

説明

Ebable

通信異常検知有効

Disable

通信異常検知無効［Time Out］ Time でツマミを押して選択します。
ロータリーエンコーダーと SHIFT
キーを使い、通信異常検知時間を設定し、ツマミを押して確定しま
す。

4.

Time

範囲

送信周期

1,000~10,000ms

return を選択するか、MENU/ESC
キーを押すと前の画面に戻ります。

70

5-5. DIO
接点による非常停止の入力やインターロック機能、エラー検出信号
出力などができます。
5-5-1. DIO 端子
概要

本機能を使用することにより、DIO による外部非常停止などの入力とエラー検出などの信号出力が可能となります。
DIO 端子を使用する際は、この機能を有効にする必要があります。詳細は 5-5-2 DI 機能設定、
5-5-3 DO 機能設定を参照してください。

!

配線作業時は必ず本装置への電源供給を遮断した上で実施してください。感電の危険があります。

警告

DIO の接点変更時、本装置の背面の他の端子に接触させないでください。感電や装置破損の危険があります。
仕様

ワンタッチタイプ 8 ピン

本器背面パネル

オサダ OS-63-8P※推奨
線径：AWG22～28
ストリップ長：8～9mm

Pin

名称

機能説明

1

DI0

信号入力

２

DI0_COM

DI0 の GND
4 ピンと導通

71

3

DI1

信号入力

4

DI1_COM

DI1 の GND
2 ピンと導通

5

DO0_IN

信号出力、無電圧接点

6DO0_OUT

7

DO1_IN8

DO1_OUT

信号出力、無電圧接点

接続例

72

!

注意

DI 入力部は、外部に無電圧接点（スイッチやリレーなど）を直接接続することを想定した回路構成となっています。故障の危険がありますので、DI入力部に外部電源を直接印加しないでください。
エラー検出信号は非常停止入力以外のエラー時に出力されます。非常停止入力時はエラー検出信号を出力しません。

73

5-5-2. DI 機能設定
概要

DI（入力）の機能を設定します。

USER SETTING
Protect

Slew Rate
ResistanceMultiple

BreederInterface

Interface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DI Function
DO Function(2) DI Function設定(1) インターフェース設定

Enter

USER SETTINGDIO
DI0 Function: Disable(3-1)DI0 設定

DI1 Function: Disable(3-2)DI1 設定

Return

手順

1.

MENU / ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

DI Function を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

3.

DI0 Function または DI1 Function
でツマミを押して選択します。
機能を選択します。ツマミを押して確定します。

74

DIｘ Fuction

説明

DisableDIx が無効

Emergency stop
（Open=Error）

非常停止入力開放で停止（エラー）

Emergency stop
（Short=Error）

非常停止入力短絡で停止（エラー）Interlock
インターロック入力（Open=RUN OK） 開放で動作 OK
Interlock
インターロック入力（Short=RUN OK） 短絡で動作 OK
4.

リセット手順

return を選択するか、MENU/ESC
キーを押すと前の画面に戻りま
す。

Mode

Mode

CV

ERROR

Error Code:0x02000000+00

Voltage

Emergency stop

Current

Series ID :1
Parallel ID :10
Reset-> Push Enter

CV
V.Output

0.0V
0.00A
Power

0W

Enter

40.00V Current 0.0V
40.00V)
0.00A(V.Output::Operation Ready:Console I/F

5.

非常停止後、ERROR 画面に遷移
します。

6.

ツマミを押し、異常状態をリセットします。WAIT の場合は画面右上側の時間が経過した後、リセットを行ってください。

7.

異常状態が解除され、STOP に戻
ります。

75

STOP
VoltagePower0W

5-5-3. DO 機能設定
概要

DO（出力）の機能を設定します。

USER SETTING
Protect

Slew Rate
ResistanceMultiple

BreederInterface

Interface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DI Function
DO Function(2) DO Function設定(1) インターフェース設定

Enter

USER SETTINGDIO
DO0 Function: Disable(3-1)DO0 設定

DO1 Function: Disable(3-2)DO1 設定

Return

手順

1.

MENU / ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し 、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

DO Function を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

3.

DO0 Function ま た は DO1
Function でツマミを押して選択します。
機能を選択します。ツマミを押して確定します。

76

DOx Fuction

説明

DisableDOｘが無効Error out wo/DI（Open=Error）

DI エラーを出力
開放でエラー

Error out wo/DI（Short=Error）

DI エラーを出力
短絡でエラー

Error out
（Open=Error）

エラーを出力開放でエラー

Error out
（Short=Error）

エラーを出力短絡でエラーInterlock
インターロック状態を出力（Open=RUN OK） 開放で動作 OK
Interlock
インターロック状態を出力（Short=RUN OK） 短絡で動作 OK
Running
動作状態を出力（Open=Running） 開放で RUN 状態
Running
動作状態を出力（Short=Running） 短絡で RUN 状態
4.

return を選択するか、MENU/ESC
キーを押すと前の画面に戻ります。

77

第６章 機器情報
この章では、本器の型番、バージョン情報の確認や更新方法、初期化などを説明します。

6-1. 機器情報
本器の型番、バージョン情報の確認ができます。

概要

USER SETTING
Product Info
Factory Reset

About
LicenseActivation
Update(1) 製品情報(2) About (装置情報）

Enter

USER SETTING
About(3-1)本装置の型番(3-2)本装置のシリアル番号(3-3)本装置のハードウェアのバージョン(3-4)本装置のソフトウェアのバージョン

M/N : PBW-502L
S/N : xxxxxxxx
HW : 1.3
SW : 1.9.1008.2000
Return

手順

1.

MENU / ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Product info を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

About を選択し、ツマミを押すと機器情報画面に移動します。

3.

Return を 選 択 す る か 、 MENU /ESC キーを押すと前の画面に戻ります。
78

6-2. ライセンス情報
概要

ライセンスの情報が確認できます。

USER SETTING
Product Info

About
LicenseActivation
UpdateFactory Reset(1) 製品情報(2) ライセンス情報

Enter

USER SETTING
LicenseLAN: Permanent
CAN: Parmanent
DIO: Permanent
Series : Permanent

Return

手順

Note

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Product info を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

License を選択し、ツマミを押すとLicense 情報画面に移動します。

3.

Return を 選 択 す る か 、MENU/ESC キーを押すと前の画面に戻ります。

Activation はライセンスを追加する機能です。本機はライセンスによる機能拡張に対応しています。拡張できる機能につきましてはお問い合わせください。
79

6-3. ファームウェアの更新
概要

専用のアプリケーションを使用し、PC と LAN 接続することにより本器のファームウェアを更新することができます。
詳細は、PBW アップデートマニュアルをご覧ください。
最新のファームウェア情報については、販売店、
または当社営業所までお問い合わせください。
PBW アップデートマニュアル、専用のアプリケー
ションは弊社ホームページよりダウンロードができます。
https://www.texio.co.jp!

注意異なるファームウェアバージョンを搭載した本装置同士では直並列運転ができません。

80

6-4. 設定値の初期化

概要

指令値や保護値、直並列設定、LAN 設定、CAN設定などを初期します。
ライセンス情報は保持されます。
再起動が必要です。

USER SETTING
Product Info

(1) 設定値初期化

Factory ResetEnter

USER SETTING
Factory Reset

All of the config will be
restored to factory default
settings.
Your data will be lost after
resetting.
I agreeCancel(2) 設定値初期化確認

Enter

USER SETTING
Factory ResetThis device will restart
after finish resetting.

Are you sure you want to reset?

OK

Cancel81(3) 設定値初期化実行

手順

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Factory Reset を選択し、ツマミを押して、Factory Reset 画面に移
動します。

2.

I agree を選択し、ツマミを押します。初期化しない場合は Cancelを選択するか、MENU/ESC キーを
押します。

3.

OK を選択し、ツマミを押すと初期化されます。初期化しない場合はCancel を 選 択 す る か 、MENU/ESC キーを押します。

4.

再起動してください。

82

第７章 その他
この章では、故障の確認やエラー発生時の対処について説明します。

7-1. 故障かなと思ったら
概要

本装置を使用中に故障と考えられる症状が発生した
場合は、以下の項目を参考にチェックを行って下さい。
症状に該当する項目がない場合、または対策を行っても問題が解消しない場合は、ご購入の販売店または弊社へお問い合わせください。

症状

原因

対策

主電源スイ ッチ 商用三相系統に接続され ケーブルが適切に接続を On し て も ていない、またはケーブル されているかご確認下
LCD に何も表示 が断線している。
さい。
されない。
交流入力電圧が適切でな 適 切 な 交 流 入 力 電 圧
い。
かご確認下さい。
主電源スイ ッチ 装置内部に問題がある。
を Off し て も
LCD が 消 え ない。
LCD に”Critical
Error” と 表 示 される。

本装置を使用しないでください。
本装置を三相電源から外して、直ちに販売店
または弊社へお問い合
わせください。

指 令 値 の 設 定 保護値の範囲外を設定し 保護値の設定をご確認ができない。
ようとしている。
下さい。
83

直流出力が出な 指令値、制限値に ０が設 指令値、制限値に適切い。
定されている。
な値を設定してください。
指令値と異なる
直流電圧／電流／電力で安定している

設定された直流電圧／電 直流出力制限状態をご流／電力の制限値上下限 確認下さい。
のど ち らか の値 で制 限さ
1-3-5RUN 画面をご参
れている
照下さい。

直 流 出 力 電 圧 配線インダクタンスによる 配 線 イ ン ダ ク タ ン ス を／ 電 流 ／ 電 力 振動。
小さくしてください。
が振動する(配線長を短くして下さい。配線をツイストして下さい。)
本装置の限界以上の急峻 本 装 置 の 直 流 出 力 にな変動が発生する被試験 電解コンデンサの追加器となっているをご検討下さい。

84

7-2. エラー一覧と対処
ERROR 時にエラーコードが表示されます。各 bit の詳細を下表に記載します。オプションエラー表示は、+の右側に表示されます。対
処欄を参考に異常要因を解除して下さい。解決しない場合や頻発する場合はご購入販売店または弊社へご連絡下さい。

Mode

エラーコードエラー説明文
異常発生直並列ID

ERROR

CV

オプションエラーコード

起動処理進捗
Error Code:0xFFFFFFFF+FF
Duplicated error.
Please refer tothe manual.
Series ID :1
Parallel ID :10
Reset-> Push Enter

WAIT 99s

Voltage

0.00V
Current

0.0A
Power

0W

エラー表示
BIT 表示内容対処

0

HW 異常 1：センサの異
常値検知

対処 C

0x00000001
Hardware error 1

ゲートドライバの DESAT
検知
10x00000002
Hardware error 2

HW 異常 2：制御電圧低
下検知

対処 C

ゲートドライバの DESAT
検知
20x00000004
Internal COM error

内部通信異常：本装置内
部通信異常

85

対処 D

3

EEPROM 異常：
EEPROM の読み書き異常対処 D

SW 異常 1:ソフトウェアの
異常

対処 D

対処 D

Hardware error 3

内部電圧異常 3：装置内
部バスの電圧異常

0x00000040

Reserved-

直流過電圧：直流出力の
過電圧

対処 B

直流過電流：直流出力の
過電流

対処 B

内部過電流：装置内部の
過電流

対処 C

直流不足電圧：直流出力
の不足電圧

対処 B

内部過電圧 1：装置内部
バスの過電圧対処 C

内部不足電圧 1：装置内部バスの不足電圧

対処 C

内部過電圧 2：装置内部
バスの過電圧対処 C

内部不足電圧 2：装置内部バスの不足電圧

対処 C

交流過電圧 瞬時値：交流入力の瞬時過電圧

対処 A

0x00000008
EEPROM error

40x00000010
Software error 1

560x00000020

Error
7

0x00000080
OVP DC

80x00000100
OCP DC

90x00000200
OCP Internal Bus

100x00000400
UVP DC

110x00000800
OVP Internal Bus 1

120x00001000
UVP Internal Bus 1

130x00002000
OVP Internal Bus 2140x00004000
UVP Internal Bus 2150x00008000
OVR AC (Peakvalue)

86

16

0x00010000
OVR AC (RMS
value)

170x00020000
OCR AC (Peakvalue)

18

0x00040000
OCR AC (RMS
value)

19

0x00080000
UVR AC (RMS
value)

20

0x00100000
Power overload

21

0x00200000
OFR AC220x00400000
UFR AC

23

0x00800000
Over temperature

24

0x01000000
FAN error

25

0x02000000
Emergency stop

26

0x04000000
DC remote sensing
error

交流過電圧 実効値：交流入力の実効値過電圧

対処 A

交流過電流 瞬時値：交流入力の瞬時過電流

対処 A

交流過電流 実効値：交流入力の実効値過電流

対処 A

交流不足電圧 実効値：
交流入力の実効値不足
電圧

対処 A

過電力異常：入出力の過
負荷

対処 C

交流電圧 周波数上昇：
交流入力の周波数上昇

対処 A

交流電圧 周波数低下：
交流入力の周波数低下

対処 A

過温度：装置内部の過温度

対処 E

FAN 異常：FAN ロック検出

対処 D

外部非常停止：接点入力による非常停止

接点入力をご確認下さい。

直流電圧検出の異常停止:センシング端子の保護

センシング線が取り付けられているか確認してください。

87

27

0x08000000

Reserved-

Multiple setting
problem

直並列設定異常：直並列の誤設定や装置間での電圧電流の不平衡

再度、直並列設定を行ってください。

0x20000000

SW 異常 2対処 D

SW 異常 3対処 D

直並列他装置異常：直並列時に他装置で異常検知

他の装置のエラー表示をご確認下さい。

Error
28

29

0x10000000

Software error 2300x40000000
Software error 3

310x80000000
Other machine
error※エラーが重複して発生した場合は bit が足し合わされ、「Duplicatederror」と表示されます。
例：bit1、17、18、19、23 が同時に発生した場合→”0x008E0002”が表示されます。

オプションエラー表示 （エラーコードの＋右側に表示されます。）
bit
0

1

2

表示

概要

対処

+01

外 部 通 信 タ イ ム ア ウ ト ：CAN/LAN の外部通信タイムア
ウト発生

Time out の設定
およ び 通信 状態
をご確認下さい。

+02

直列ライセンス無効：接続されている SLAVE に直列ライセンスが無い

ライセンスをご確認ください。

+04

Booster 異常：Booster の設定に不整合が起きている販売店または弊社へお問い合わせくださ
い。

88

3
4
5
6
7

+08

Reserved-+10

Reserved-+20

Reserved-+40

Reserved-+80

Reserved-※エラーが重複して発生した場合は bit が足し合わされて表示されます。
例：bit1 と 2 が同時に発生した場合→”+06”が表示されます。
Mode

Mode

CP
Error Code:0x008E0002+06
Duplicated error.
Please refer tothe manual.
Series ID :1
Parallel ID :10
Reset-> Push Enter

ERROR
Voltage

0.0V
Current

0.00A

CP

ERROR

Error Code:0x008E0002+06
Duplicated error. Pleaserefer to the manual.
Series ID :1
Parallel ID :10
Reset -> Push Enter

Power

0W

Voltage
Current
Power

89

0.0V
0.00A
0W

対処

エラー対処法A

交流入力電圧または周波数の値により発生する場合があります。入力の配線をご確認下さい。
入力の仕様は 8-3 電気仕様、接続方法は 2-1 交流入力 /保護接地の配線をご参照下さい。

B

保護値の設定により発生する場合があります。または指令
値や制限値と保護値が近い場合に発生することがあります。
保護値の閾値は 3-1 保護値設定をご参照下さい。
改善が見られない場合、対処 C をご検討下さい。

C

被試験器の過渡的な変化や本装置の制御性能により発生している可能性があります。
(1) 異常発生前に 1-3-5RUN 画面、3-6 指令値 / 制限値設
定の出力制限表示が発生しているかご確認下さい。
直流出力制限状態の場合は、3-6 指令値 / 制限値設定を参考に制限値を広げて下さい。
(2) 被試験器の電圧／電流／電力の変化速度を本装置の応答範囲内とし下さい。
(3) 本装置の直流出力に電解コンデンサの追加をご検討下さい。
(4) 改善が見られない場合、動作環境のノイズ等による異常状態の誤検知の可能性があるため、入出力にノイズフィルタの追加をご検討下さい。

D

そのままリセットボタンなどにより解除して下さい。
頻発する場合、販売店または弊社へお問い合わせ下さい。

E

吸排気口が塞がれていないかご確認ください。
寒冷地で本エラーが発生した際には、30 分ほど暖気してからご使用ください。（結露には十分ご注意ください）
動作範囲外温度では使用ができません。範囲内温度の位置に移動させ、ご使用ください。
90

第８章 仕様
この章では、各仕様について記載します。

8-1. 一般仕様
項目

仕様

動作温度範囲

0～40℃

確度保証温度範囲

25±5℃

湿度範囲

20～80%RH

結露なきことサイズ

W430×D750×H88 mm

突起部、カバー等
含まず

質量

28kg

付属品含まず

絶縁耐圧試験

1 次-2 次1 次-シャーシ
AC1500V 1 分間

絶縁抵抗試験

備考

1 次-2 次1 次-シャーシ
DC500V 10MΩ以上
2 次-1 次2 次-シャーシ
DC500V 10MΩ以上

91

8-2. 端子仕様
項目
交流入力

L1

形状

備考

端子台

M4 ネジ/4P、13mm ピッチ

端子台

M8 ネジ/2P、27mm ピッチ
専用信号

L2
L3
接地
直流出力

+

直並列
通信

LINK IN

RJ45

LINK OUT

RJ45

LAN

LAN

RJ45

左側 LED 黄色 LINK
右側 LED 緑色 TX/RX

CAN

CAN

端子台

ISO11898 に準拠
ワンタッチタイプ/6P

接点
入出力

DIO

端子台

接点定格 60V – 100mA
ワンタッチタイプ/8P

アナログコ
ントロール

ANALOGCONTROL

非搭載

リモートセ
ンシング端
子

SENSING

端子台

-S
+S

92

M3 ネジ/2P、9.5mm ピッチ

8-3. 電気仕様
項目
交流入力

仕様

備考

定格電圧

AC200V三相 3 線式

電圧範囲

180～220Vrms

最大電流20.8Arms

定格周波数50 / 60Hz

周波数範囲

49.0～51.0Hz /58.5～61.5Hz

力率

0.95 以上

最大効率

80%以上

直流出力

定格電力時

1 直列

2/3 直列

電圧範囲

0.00～80.00V

0.00～70.00V
×直列数

電流範囲

±150.0A×並列数

電力範囲±5.0kW×並列数

抵抗範囲

0.2mS～1500.0S
×並列数÷直列数

電圧確度

0.06%set+0.02%F.S.

※1

電流確度

0.05%set+0.2%F.S.

※1

電力確度

0.7%F.S.

※1，※5

抵抗確度

(0.06 % V read. + 0.02 % VF.S.) * Sset.

※1，※5

詳細は 1-12 動作範囲
参照

+ (0.05 % I read. + 0.2 % I F.S.)
電圧測定確度

0.06 %set. + 0.02 %F.S.

※1

電流測定確度

0.05 %set. + 0.2 %F.S

※1

電圧リップル

0.175%rms F.S.

※2，※8

電流リップル

0.55%rms F.S.

※2，※8

電力リップル

4%rms F.S.

※2，※8

電圧指令値応答10msec15msec※3，※8

電流指令値応答

1msec

2msec

※4，※8

93

電力指令値応答

10msec15msec※4，※8

抵抗指令値応答

1msec

2msec

※8，※9

電圧負荷応答

応答時間：25msec

応答時間：50msec

※6，※8

応答時間：
15msec

応答時間：30msec※7，※8

電圧ピーク：
25%F.S.
電圧負荷応答
電圧ピーク：
15%F.S.
直流測定

電圧測定確度

0.06%rdg+0.02%F.S※1

電流測定確度

0.05%rdg+0.2%F.S

※1

※1.

確度保証温度範囲内※2.

抵抗負荷、定格時※3.

抵抗負荷接続時、0←→100%の指令値変化に対して、出力電圧が 10→90%の
変化時間

※4.

定電圧源接続時、±100% F.S.の指令値変化に対して、出力電流が -90%→90%
の変化時間

※5.

直流電圧(2V×直列数)V 以上※6.

（33.3×直列数）V 時に（30×並列数）A/msec の傾きで±100%F.S.の電流変化に対して、電圧指令値誤差が 2.5%F.S.以内に収まるまでの時間※7.

（33.3×直列数）V 時に（75×並列数）A/msec の傾きで+50～+100%F.S.または、50～-100%F.S.の電流変化に対して、電圧指令値誤差が 2.5%F.S.以内に収まる
までの時間

※8.

直流出力端子から D.U.T.までの配線長は片側 2m 以下※9.

33.33V 定 電圧 源 接続 時 、0←→4.5S の 指令 値変 化 に対 して、出力 電 流が10→90%の変化時間

94

8-4. 設定値仕様
各設定の初期値や設定範囲について記載します。
直並列の再設定などにより範囲外となる場合、自動的に範囲内に修正されます。直並列の再設定時に必ず再確認して下さい。
8-4-1. 制御モード設定仕様
項目
制御モード

初期値
CV

値
CV：定電圧、CC：定電流、CP：定電力、CR：定抵抗

8-4-2. 保護値設定仕様
項目

初期値

最小値

最大値

電圧保護
値上限

90.00V

0.00V または
電圧保護値下限

90.00V

電圧保護
値下限-1.00V-1.00V

80.00V または
電圧保護値上限

電流保護
値上限160.0A

4.0A

160.0A

電流保護
値下限-160.0A-160.0-4.0A

95

8-4-3. 指令値設定仕様
項目

初期値

最小値

最大値

電圧指令値

0.00V

0.00V

1 直列：80.00V
2 直列：140.00V
3 直列：210.00V

電流指令値

0.00A

-150.0A×並列数

150.0A×並列数

電力指令値

0W

-5000W ×並列数× 5000W×並列数×
直列数
直列数

抵抗指令値

0.2mS

0.2mS÷直列数×並 1500S÷直列数×並列数
列数

上記の範囲に加え保護値の範囲外に設定できません。保護値が変更された結果範囲外になる場合、自動的に修正されます。
8-4-4. 制限値設定仕様
項目

初期値

最小値

電圧制限
値上限

85.00V

電圧制限値下限

最大値
1 直列：85.00V
2 直列：150.00V
3 直列：225.00V

電圧制限
値下限

-0.50V-0.50V

CR モード以外：
電圧制限値上限
CR モード：
0.00V

電流制限
値上限

155.0A

2.5A×並列数

155.0A ×並列数

電流制限
値下限

-155.0A-155.0A ×並列数

-2.5A×並列数

電力制限
値上限

5300W

300W ×並列数×直 5300W × 並 列 数 ×
列数
直列数

電力制限
値下限

-5300W-5300W ×並列数× -300W × 並 列 数 ×
直列数
直列数

確度

電圧

0.06%set+0.02%FS
96

※１

電流

0.05%set+0.2%FS※１

電力

0.7%FS※1、※２

上記の範囲に加え保護値の範囲外に設定できません。保護値が変更された結果範囲外になる場合、自動的に修正されます。
※１ 確度保証温度範囲内※２ 直流電圧（２×直列数）V 以上!

注意

CR モードについては、外部接続の電圧源の供給を停止した場合、電圧制限値下限で設定した電圧が出力されます。

97

8-4-5. スルーレート設定仕様
項目

初期値

最小値

最大値

有効・無効

無効

有効／無効

電圧変化速度

8.000V/msec

0.001V/msec

8.000V/msec

電流変化速度

10.000A/msec

0.001A/msec

300.000A/msec

電力変化速度

1000W/msec

1W/msec

1000W/msec

最小値
0.000Ω

最大値
1.000Ω

最小値
有効／無効
2.5A
0.0V
0s

最大値

8-4-6. 直流出力抵抗値設定仕様
項目
直流出力抵抗値

初期値
0.000Ω

8-4-7. ブリーダ設定
項目
有効・無効
放電電流
放電終了電圧タイムアウト

初期値
無効
2.5A
0.5V
0s

150.0A
10.0V
255s

8-4-8. 直並列設定仕様
項目
直並列モードSNUM / SID

初期値
SINGLE
1

PNUM / PID

1

最小値
最大値
SINGLE / MASTER / SLAVE
1
31 直列：2012 直列：103 直列：698

8-5. 寸法図
PBW-502L

scale:mm
Booster も同寸法です。
PBW-103LP/LS は、足を除き、2 段積みになります。
PBW-153LT は、足を除き、3 段積みになります。
段積みの機種については背面にカバーが付きます。

99〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
https://www.texio.co.jp/
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F TEL.045-620-2786