プログラマブル直流電子負荷装置
PEL-2000A シリーズ

ユーザーマニュアル

ISO-9001 CERTIFIED MANUFACTURER

2023 年 10 月
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。
取扱説明書類の最新版は当社 HP(https://www.texio.co.jp/download/)に掲載されています。
当社では環境への配慮と廃棄物の削減を目的として、製品に添付している紙または CD の取説類の廃止を順次進めております。取扱説明書に付属の記述があっても添付されていない場合があります。
Microsoft, Microsoft® Excel および Windows は、米国 Microsoft
Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Good Will Instrument Co., Ltd.
No. 7-1, Jhongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan.

Table of Contents

目次
安全上の注意 ................................................................. 5
はじめに ......................................................................... 9
主な機能 ................................................................10
シリーズ概要 ..........................................................11
パッケージ内容およびアクセサリー ..........................13
測定について .........................................................15
フロントパネル – メインフレーム ..............................16
ディスプレイ概要 – メインフレーム ...........................22
リアパネル概要 – メインフレーム .............................25
フロントパネル – 負荷モジュール ............................28
LCD Display 概要 – 負荷モジュール ......................32
組み込み ................................................................35
負荷接続 ................................................................43
フレームリンク接続 .................................................53
Channel Control 接続 ...........................................56
Go/NoGo output コネクタ接続 ...............................59
操作の説明 .................................................................. 60
放電モードの説明 ...................................................61
グループユニットモード ...........................................73
プログラム機能 .......................................................75
シーケンス機能 ...................................................... 78
OCP テスト機能 .....................................................82
並列 Dynamic モード負荷 ......................................83
その他機能の説明 ..................................................84
操作概要 ...................................................................... 98
ローカルモード操作 ................................................99
単チャンネル負荷 ................................................. 100
並列負荷モジュール ............................................. 101
プログラム機能 ..................................................... 102
シーケンス機能 .................................................... 104
フレームリンク接続 ............................................... 105
Channel Control ................................................. 107
3

PEL-2000B Series User Manual

一般設定オプション ...............................................109
操作 ........................................................................... 110
負荷モジュール操作 .............................................113
メインフレームの基本的な操作 ..............................119
プログラム機能 .....................................................141
シーケンス機能 .....................................................154
OCP テスト機能 ...................................................165
チャンネルのオプション設定 ..................................169
メインフレーム設定 ...............................................194
インタフェース設定 ................................................ 217
データの保存/呼び出し .........................................228
インタフェース .............................................................. 266
リモートコントロールインタフェース ......................... 267
その他制御インタフェース ..................................... 270
FAQ ........................................................................... 275
付録 ........................................................................... 276
ヒューズの交換 ..................................................... 276
ファームウェアの更新............................................ 277
校正 ..................................................................... 278
負荷モジュール動作範囲 ...................................... 279
工場出荷設定 .......................................................284
仕様 ..................................................................... 287
寸法 .....................................................................298
EU Declaration of Conformity ............................301

4

PEL-2000B Series User Manual

安全上の注意この章には、PEL-2000A シリーズを操作するとき、および保管す
るときに従わなければならない重要な安全上の注意事項が含まれています。 PEL-2000A シリーズを操作する前に、安全を確保
し、PEL-2000A シリーズを可能な限り最良の状態に保つために、以下をお読みください。

安全記号
これらの安全記号は、本マニュアルまたは PEL-2000A シリーズに記載
されています。

警告

警告: ただちに人体の負傷や生命の危険につながる恐れのある箇所、用法が記載されています。

注意

注意: 本器または他の機器へ損害をもたらす恐れのある箇所、用法が記載されています。
危険: 高電圧の恐れあり。
危険・警告・注意:マニュアルを参照してください。
保護導体端子シャーシ(フレーム)端子
電子機器は分別をしない自治体の廃棄物として捨てないでください。分別収集施設を使用するか、この機器の購入元に連絡してください。

5

PEL-2000A Series User Manual

安全上の注意
一般的注意事項  PEL-2000A シリーズの上に重いものを置かないでください。
注意 PEL-2000A シリーズの損傷につながるような激しい衝撃や乱暴な取り扱いは避けてください。


本器に静電気を与えないでください。



冷却ファンの通気口をふさいだり、遮ったりしないで
ください。



主電源に直接接続されている回路では測定を行わないでください（下記注）。



サービスマン以外、PEL-2000A シリーズを分解しないでください。



この装置は、CAT II、III、および IV で実行される測定用ではありません。

測定カテゴリEN 61010-1 は、測定カテゴリとその要件を次のように指定しています。 PEL-2000A シリーズはカテゴリ I に分類されます。
 測定カテゴリ IV は、低電圧設備の電源で実行される測定用です。
 測定カテゴリ III は、建物の設置で実行される測定用です。
 測定カテゴリ II は、低電圧設備に直接接続された回路で実行される測定用です。

電源AC 入力電圧範囲：100-120Vac / 200-240Vac（90132Vac / 180-250Vac）
周波数: 47~63Hz
電力定格: PEL-2004A：250VA Max
PEL-2002A: 150VA Max



感電を防ぐために、AC 電源コードの保護接地導体
をアースに接続してください。

警告6

安全上の注意ヒューズ
警告

PEL-2000A の
クリーニング操作環境

ヒューズの種類: T3.15A/250V



電源を入れる前に、正しいタイプのヒューズが取り付けられていることを確認してください。



火災を防ぐために、ヒューズは指定されたタイプと定格のものとのみ交換してください。



ヒューズを交換する前に、電源コードを外してください。



ヒューズを交換する前に、ヒューズの溶断の原因が修正されていることを確認してください。



クリーニング前に電源コードを抜いてください。



中性洗剤と水の溶液で湿らせた柔らかい布を使用してください。 液体をスプレーしないでください。



ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなどの劇薬を含む化学薬品やクリーナーは使用しないでくださ
い。

直射日光がなく、ほこりがなく、ほとんど非導電性の汚染物質がない屋内で使用してください（以下の注）。
 温度: 0°C ～ 40°C
 標高: 2000m 以下
 主電源の過渡過電圧は 2500V です。


汚染度
EN 61010-1 は、汚染度とその要件を次のように指定しています。
PEL-2000A シリーズは汚染度 2 以下に該当します。
汚染とは、「絶縁耐力または表面抵抗の低下を引き起こす可能性のある、異物、固体、液体、または気体（イオン化ガス）の添加」を指します。
 汚染度 1：汚染がないか、乾燥した非導電性の汚染のみが発生します。 汚染は影響を及ぼしません。
 汚染度 2：通常、非導電性の汚染のみが発生します。 ただし、場合によっては、凝縮によって引き起こされる一時的な導電率が予想される必要があります。
 汚染度 3：導電性汚染が発生するか、予想される凝縮によって導電性になる乾燥した非導電性汚染が発生します。 このような状況では、機器は通常、直射日光、降水量、および全風圧への暴露から保護されますが、温度も湿度も制御されません。

7

PEL-2000A Series User Manual
保管環境

設置位置: 室内

相対湿度: < 80%

温度: −10°C ～ 70°C
Do not dispose this instrument as unsorted
municipal waste.
Please use a separate collection facility or contact
the supplier from which this instrument waspurchased. Please make sure discarded electricalwaste is properly recycled to reduce environmental
impact.


廃棄

8

はじめに

はじめに
この章では、PEL-2000A シリーズの特徴と機能について説明します。これには、前面パネルと背面パネルの外観、パネルの取り付け、接続の種類などが含まれます。 主な機能のステップ
バイステップの説明にすばやくアクセスするには、チュートリア
ルセクションを使用してください。

主な機能 ................................................................10
シリーズ概要 ..........................................................11
パッケージ内容およびアクセサリー ..........................13
測定について .........................................................15
フロントパネル – メインフレーム ..............................16
ディスプレイ概要 – メインフレーム ...........................22
リアパネル概要 – メインフレーム .............................25
フロントパネル – 負荷モジュール ............................28
LCD Display 概要 – 負荷モジュール ......................32
組み込み ................................................................35
負荷モジュールの装着 ................................................... 35
GP-IB/LAN インタフェースボードの取り付け ................ 38
ラックマウントへの取り付け ............................................ 39
負荷モジュールのチャンネル番号 ................................. 40
電源投入とセルフテスト .................................................. 41

負荷接続 ................................................................43
安全上の注意と手順 注意事項と手順 .......................... 43
リモートセンシング接続 .................................................. 47
単負荷接続 ..................................................................... 49
並列負荷接続 ................................................................. 51

フレームリンク接続 .................................................53
Channel Control 接続 ...........................................56
Go/NoGo output コネクタ接続 ...............................59
9

PEL-2000A Series User Manual

主な機能
説明

PEL-2002A および PEL-2004A は、マルチチャネル
でプログラム可能な DC 電子負荷のメインフレームです。 PEL-2002A メインフレームは 2 つ、PEL-2004A
は 4 つの負荷モジュールを搭載できます。
柔軟なモジュール構成により、メインフレームは複数の DUT から個別に電流を引くか、並列で使用し大きな DUT から電流を引きます。
PEL-2000A シリーズは、定電流（CC）、定電圧（CV+CL）、定抵抗（CR）、定電力（CP+CL）の 4 つの放電モードをサポートしています。
CC および CR モードは、STATIC モードまたはDynamic モードのいずれかで動作できます。

機能の概要



取り外し可能な負荷モジュールによる柔軟な操作。

複数の独立した負荷チャネル。
 高性能、最大 5 桁の分解能。


高いスルーレートにより、高い応答速度が可能。



フレームリンク時、大容量負荷。

一つのメインフレームに異なる負荷モジュールを搭載可能。
 メインフレームはラックマウントに搭載可能。


専用パラレルモードによる電流拡張。



最大 4 台のスレーブユニットでフレームリンク接続をサポート。

カラーLCD ディスプレイ。
プログラムのシーケンスに利用できる 120 の設定値。
 シーケンスを使用した正確な負荷シミュレーション。


インタフェース10

4 つのパネル設定。

USB メモリーのサポート。

USB、RS-232C、
LAN(オプション)、GP-IB (オプション)

はじめにシリーズ概要PEL-2000A シリーズには、PEL-2002A と PEL-2004A の 2 つの異なる
メインフレームがあります。 メインフレームは、搭載できる負荷モジュールの数が異なります。 PEL-2002A には 2 つの負荷モジュールが搭載でき、PEL-2004A には 4 つの負荷モジュールが搭載できます。4 種類(8 モデル)異なる負荷モジュールモデルは、PEL-2020A/B、PEL2030A/B、PEL-2040A/B、および PEL-2041A/B です。

PEL-2004A Mainframe
DC Electronic Load
L
R

PEL-2020A

20A / 80V , 100W
20A / 80V , 100W

DC Electronic Load

STATIC/DYNA.

R/L

DISPLAY

L
R

PEL-2030A

DISPLAY

70A / 80V , 350W

PEL-2040A

STATIC/
DYNA.

R/L

SHORT

DC Electronic Load

5A / 80V , 30W
40A / 80V , 250W

A/B

SHORT

DISPLAY

PEL-2004A

DC Electronic Load

STATIC/
DYNA.

A/B

SHORT

DISPLAYDC Electronic Load

10A / 500V , 350W

PEL-2041A

STATIC/
DYNA.

F1

SHORT

F2

F3

F4

LOCAL

LOAD

LOAD

V senseV senseLRMAX
80V DCLOAD

V senseMAX
80V DCLOAD

V senseL

V senseMAX
80V DCMAX
80V DC

FUNC

P8

P9

7

8

9

4

MAX
500V DC

P1

P5

5
P2

1

2

P0

CAL.

0

MAX
80V DCMAX
80V DCMAX
80V DCMAX
80V DC

L

R

L

R

PEL-2020AMAX
80V DC

FILE

P7

P4

MAX
80V DCF5UTILITY

CHAN

V sense

R

HELP

P6

6
P3

3

PRESET

SHIFT

ENTER

LOAD OFF

LOCK

CLEAR

ON /

MAX
500V DCPEL-2030A

PEL-2040A

PEL-2041A

PEL-2002A Mainframe
DC Electronic Load
L 20A / 80V , 100W
R 20A / 80V , 100W

PEL-2020A

STATIC/DYNA.

R/L

DISPLAYDC Electronic Load

STATIC/
DYNA.

A/B

SHORT

PEL-2002A

DC Electronic Load
70A / 80V , 350W

PEL-2040A

DISPLAY

F1

SHORT

F2

F3

F4

LOCAL

LOAD
V senseLOAD
V senseLMAX
80V DCMAX
80V DCMAX
80V DC

P7

LMAX
80V DCR

PEL-2020A

FILE

9
P6

4

5
P2

1

2

P0

CAL.

HELP

P9

8
P5

0

MAX
80V DC

FUNC
P8

7
P4

P1

F5
UTILITY

CHAN
V sense

R

6
P3

3

PRESET

SHIFT

ENTER

ON /
LOAD OFF

LOCK

CLEAR

MAX
80V DCPEL-2040A

11

PEL-2000A Series User Manual
4 つの異なる負荷モジュール モデルは、電流、電圧、電力、およびチャネル数がそれぞれ異なります。 このマニュアルの手順は、特に明記されていない限り、負荷モジュールのモデル順とはなっていません。 以下
は、各負荷モジュール モデルの基本的な違いです。 詳しい仕様は 287
ページをご覧ください。(負荷モジュール PEL-2000A シリーズと PEL2000B シリーズは、同一仕様です。)
ファームウェア”Ver3.00”以上の PEL-2000A シリーズメインフレームに、PEL-2000B シリーズ負荷モジュールが搭載できます。
電力
Low / Highレンジ

電流
Low / Highレンジ

電圧

L ch: 10W / 100W

2A / 20A

0-80V

R ch: 10W / 100W

2A / 20A

0-80V

5A

0-80V

R ch: 25W / 250W

4A / 40A

0-80V

135W / 350W

7A / 70A

0-80V

135W / 350W

1A / 10A

0-500V

負荷
モジュール

チャン
ネル数

PEL-2020A
PEL-2020B

2

PEL-2030A
PEL-2030B

2

PEL-2040A
PEL-2040B
PEL-2041A
PEL-2041B

12

L ch:

30W

はじめに

パッケージ内容およびアクセサリー
PEL-2000A シリーズには、注文可能な標準およびオプションのアクセ
サリーが多数あります。
詳細については、弊社の Web サイト(https://www.texio.co.jp)をご覧く
ださい。
PEL-2002A/
PEL-2004A
付属品
電源ケーブル
PEL-003

説明

主電源ケーブル(地域により異なります)(18AWGx3C,125V/10A,1.8m)
パネルカバーPEL-2004A: 3 セット。
PEL-2002A: 1 セット

負荷モジュール 説明
PEL-2020A
2ch 負荷モジュール
・100W/80V/20A
PEL-2030A
2ch 負荷モジュール
・30W/80V/5A
PEL-2040A
1ch 負荷モジュール
・350W/80V/70A
PEL-2041A
1ch 負荷モジュール
・350W/500V/10A

・100W/80V/20A
・250W/80V/40A

負荷モジュール 説明付属品
GTL-120
負荷ケーブル、赤２本、黒２本(負荷モジュールあたり)
GTL-121
リモートセンスケーブル、赤１本、黒１本(負荷モジュールあたり)

13

PEL-2000A Series User Manual

オプションアクセサリー

説明

PEL-001

GP-IB インタフェースボード

PEL-002

PEL-2000A ラックマウントキット(ハンドル)

PEL-016

LAN インタフェースボード

PEL-003

パネルカバー

GTL-232

RS-232C ケーブル

GTL-246

USB ケーブル

GTL-248

GP-IB ケーブル

GTL-249

フレームリンクケーブル

GTL-262

スレーブ用シリアルリンクケーブル

14

はじめに

測定についてPEL-2000A シリーズには、さまざまな動作モードがあります。 すべての放電モードには、編集可能な Go / NoGo 制限、範囲制限、タイマー、ス
ルーレート、アラーム、および保護機能があります。 並列負荷接続使用の場合、専用のグループユニットモードがあります。 プログラム機能とシーケンス機能を使用する事で、自動テストができます。
機能説明

定電流モード(CC モード)CC モードでは、負荷モジュールは電圧に関係なく一定量の電流を流します。

定電圧モード(CV モード)CV モードでは、電流に関係なく電圧は変化しません。

定抵抗モード(CR モード)CR モードでは、電圧と電流が比例したままであるため、抵抗負荷は変化しません。

定電力モード(CP モード)

CP モードでは、負荷モジュールは消費電力が一定になる様に動作します。

プログラム機能

負荷モジュールはプログラミングのシーケンスを順番に実行します。
一つのプログラムには 10 シーケンスが有り、12 種類のプログラム作成できます。最大 120 の異なるメ
モリー設定を、一つのシーケンスに設定します。

シーケンス機能

負荷を正確にシミュレートするための負荷プロファイ
ルを作成するために使用されます。 チャネルごとにシーケンスを作成できます。

グループユニット
モード

グループユニットモードを使用すると、PEL-2000A
シリーズのメインフレームで（同じタイプ/定格の）負荷モジュールを簡単に並列に使用できます。 パラレ
ルモードは、CC または CR モードで使用できます。
CP および CV モードはこのグループユニットモード
では使用できません。

15

PEL-2000A Series User Manual

フロントパネル – メインフレーム
PEL-2002A

DC Electronic LoadLCD display

Function keys

F1

System Keys

CHAN

F2

F3

F4

LOCAL

UTILITY

FUNC

P7

Number Pad

F5

P8

FILE

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

HELP

P9

CLEAR

Selector
Knob
PRESET

ENTER

SHIFT

LOAD

ON /
OFF

USB input

LCD display
Function keys
System KeysPower

320 x 240, TFT LCD ディスプレイ
F1
F1

~

F5
F5

LOCAL

CHAN

16

Operation
keys

LCD display 下部のメニュー機能に割り当てられます。
CHAN / LOCAL key
このキーは、負荷チャネルを選択するために使用されます。SHIFT キーと組み合わせて、ローカルはローカ
ル制御をアクティブにするために使用されます（インタフェースまたはフレームリンク接続を介したリモート制
御中）。

はじめに
別メニュー表示(SEQ, FILE, HELP,UTLITY)から、チャンネルメニューを表示します。

LOCAL

CHAN
LOCAL

+ CHAN

SHIFT

FUNC

FILE
UTILITYHELP

SHIFT key → CHAN/LOCAL key
インタフェースを介したリモートコント
ロール中にローカルコントロールモードをアクティブにするために使用されます。
FUNC key
プログラム、シーケンス、または
OCP 自動化メニューにアクセスするために使用されます。
FILE key
ファイルメニューへのアクセスに使用されます。
HELP / UTILITY key
ヘルプメニューとユーティリティメニュ
ーを表示します。
ヘルプメニューとユーティリティメニュ
ーを表示します。

UTILITYHELPUTILITY

Number pad

SHIFT

HELP
+ CHAN

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

P9

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

SHIFT key → HELP/UTILITY key
ユーティリティメニューを表示します。
Number keys
数値(0, 1,・・・ 8, 9)を入力するか、プ
リセット（P0, P1, ・・・ P8, P9）を保存
または呼び出します。

CLEAR

P0

0

X / PX key (X: 0, 1, …8, 9)
数値(0, 1,・・・ 8, 9)

17

PEL-2000A Series User Manual
P0

PRESET +

0

CAL.

小数点

CAL.

CAL.

SHIFT

ノート

PRESET key → X/PX key
Preset numbers P0-P9. プリセット
番号（P0, P1, ・・・ P8, P9）
D.P. / CAL. Key
小数点入力や校正モードに使用します。

+

PRESET key → D.P. / CAL. Key
校正モードを有効にします。

校正モードはサポートしていません。校正について
は、当社代理店に相談ください。
CLEAR / LOCL key
LOCK
Number Pad による数値入力
CLEAR(ENTER 前)をクリアします。 また、
パネル操作のロック(LOAD オフ操作以外)とロック解除をします。
LOCK
Number Pad による数値入力(ENTER 前)をクリアします。

CLEAR

LOCK

SHIFT

+ CLEAR

SHIFT key → CLEAR/LOCL key
パネル操作のロックとロック解除をします。

USB Input

USB フラッシュメモリースロット。

Selector Knob

メニュー選択、値の増減、ENTER 操
作に使用されます。
左または右の動きの場合
メニュー内のカーソル選択、または選択メニュー値を変更します。

18

はじめに
押した場合
Enter キーとして機能します。
Operation Keys

PRESET key
Number pad と組み合わせて押すと、プリセット P0〜P9 を呼び出したり保存したりできます。

PRESET

Key 消灯時
オフ状態。

PRESET

Key 緑点灯時

PRESET

P0

PRESET +

0

SHIFT

+
PRESET

P0

+

SHIFT

0

アクティブ状態。 Number pad や
SHIFT key と組み合わせて使用します。
PRESET key → X / PX key
チャンネルプリセットが呼び出されます。(X/PX key を離した時、値が呼び出されます。)
X/PX key を長押しすれば、チャンネ
ルプリセットが保存されます。(保存が完了すると、ピ音が鳴ります。)
SHIFT key → PRESET key→ X / PX key
すべてのチャンネルプリセットが呼び出されます。(X/PX key を離した時、値が呼び出されます。)
A/PX key を長押しすれば、すべてのチャンネルプリセットが保存されます。(保存が完了すると、ピ音が鳴ります。)
SHIFT key
選択キーに割り当てられた代替機能にアクセスするために使用されます。また、Selector Knob を粗調および微調モードに設定します。

19

PEL-2000A Series User Manual
SHIFT
SHIFT

SHIFT

+

SHIFT

+

ENTER

ON/
LOAD OFFON/
LOAD OFFKey 消灯時オフ状態。
Key 緑点灯時
アクティブ状態。SHIET key を使用
して[LOCAL]メニューと[UTILITY]メ
ニューにアクセスできます。
SHIET key 消灯時
Selector Knob は粗調モードになります。
SHIET key 点灯時
Selector Knob は微調モードになります。
ENTER key
パラメータ項目の選択を確定します。また、Number Pad による数値
入力を確定します。
LOAD keyPEL-2002A および PEL-2004A に搭載された全ての負荷モジュールのLOAD オンとオフ操作に使用します。また、シーケンス(SEQ)とプログ
ラム(PROG)がオンとオフ操作にも使用します。
消灯時、PEL-2002A および PEL2004A に搭載された全ての負荷モ
ジュールの LOAD オフ状態です。
この状態から LOAD key を押すと、Key は点灯し、全すべて負荷モジュールは LOAD オンになります。

20

はじめに
ON/
LOAD OFFPower

点灯時、PEL-2002A および PEL2004A に搭載された負荷モジュールの何れか一つまたは複数が LOAD
オン状態です。
この状態から LOAD key を押すと、Key は消灯し、全ての負荷モジュー
ルは LOAD オフになります。
ON/STBY key
PEL-2002A および PEL-2004A の
電源 オン状態または、スタンバイモードにします。
赤点灯時
PEL-2002A および PEL-2004A スタ
ンバイモードです。
背面の電源スイッチがオフで消灯、電源スイッチがオンで赤点灯(スタンバイモード)します。
PEL-2002A および PEL-2004A スタ
ンバイモード (ON/STBY key は赤点灯)の時、ON/STBY key を押すと緑点灯となり、PEL-2002A および
PEL-2004A は電源オン状態になります。

21

PEL-2000A Series User Manual

ディスプレイ概要 – メインフレーム
05/04/22
16 : 50

Main
ScreenFRM
SEQA Value
B Value

80.00 V
80.00 VCurr Limit

40.00 A

USB
Alarm
*CH1
CVH

SPEC
Slow
EXT
80V
main

Menu
Icons

Mainframe
Status Panel

Mode
CV

Range
High

Response
Slow

F1

F2

F3

Current
Operation
ChannelStatusPanel

ConfigureF4F5

この部分には、Frame link status, Load type,Interface status, Alarm, Date & Time が表示されます。

Frame Link
StatusFRM
FRS

Load Type

LOAD
LOAD
PROG
PROG
SEQ
SEQ

22

Mainframe
StatusPanel

Frame Link がオンの時、メ
インフレームがマスター（FRM）またはスレーブ（FRS）ユニットとして設定されていることを示します。
この部分のアイコンは、シーケンス(SEQ)またはプログ
ラム(PROG)がオンであることを示します。オンでない場
合は LOAD が初期値として表示されます。
負荷実行中は、そのアイコンがオレンジになります。

はじめにInterface
Status

RS232
GPIB

この部分のアイコンは、どのタイプのインタフェースを選択しているかを表示します。

USB
PEL-2000A シリーズがアラーム状態になると、Alarm が表示されます。

Alarm

Current
Operation
Channel Status
Panel

Date & time 日付が月/日/年として表示され、時刻は24 時間で表示されます。
この部分には、選択中のチャネルの各種ステータスが表示されます。
Channel*CH1
CVH

Go/NoGo
Channel Control
Menu

Channel

SPEC
Slow
EXT
80V
main

Mode

Response Speed
Voltage Range

選択中のチャンネルを表示
x: CH 番号 1 - 8*CHx “*”は、独立モードのチャンネル。
CHxS “S”は、グループチャネル同期
モード
CHxP “P”は、グループチャネル並列
モード
CHｘ

23

PEL-2000A Series User Manual

Mode

Go/NoGoResponse
Speed
ChannelControl
Voltage
Range

Main Screen
Menu Icons

24

選択中の放電モードを表示。
CCL
CC Static Low レンジ
CCH
CC Static High レンジ
CCDL CC Dynamic Low レンジ
CCDH CC Dynamic High レンジ
CRL
CR Static Low レンジ
CRH
CR Static High レンジ
CRDL CR Dynamic Low レンジ
CRDH CR Dynamic High レンジ
CVL
CV Static Low レンジ
CVH
CV Static High レンジ
CPL
CP Static Low レンジ
CPH
CP Static High レンジ
SPEC Go/NoGo がオンの場合は、SPEC と表示されます。
CV モードでは、応答速度が低速(Slow)または高速(Fast)で表示されます。
EXT
Channel control が、外部に設定される時、EXT と表示されます。
選択中の設定の電圧範囲を表示しま
す。
Slow/
Fast

選択中のメニューを表示します。
Menu
main
CHAN メニュー
conf
Configure メニュー
s_editSeq.Edit メニュー
file
FILE メニュー
s_loopLoop メニュー
メイン表示スクリーン
F1~F5
各メニューアイコンは下に配置された F1～F5 ファンクションキーで選択されます。

はじめに

リアパネル概要 – メインフレーム
PEL-2004A
Go/NoGo
OutputGPIB
GO / NG OUTPUT

RS232C

RS232CSER. NO. LB

FRAME CONT

GPIB

1

2

USB-B
terminal

Disconnect power cordAC

before replacing fuse.
Débranchez le cordon

100 - 120 VAC

d'alimentation avant de

200 - 240 VAC

remplacer le fusible.

47 - 63 Hz
250 VA MAX.

CH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

1

1

1

1

STRIP GAUGECH CONT 4

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

1

1

1

1

10.0 mm

REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
T 3.15A 250V

AWG 24USB-A
terminal
Power switch,
ChannelPower Socket, Fuse Control, 1~8

Frame Control 1,2

PEL-2002A
Go/NoGo
OutputGPIB

GO / NG OUTPUT

RS232C

RS232CSER. NO. LB

FRAME CONT

GPIB

1
2

USB-B
terminal

Disconnect power cord
before replacing fuse.
Débranchez le cordon
d'alimentation avant deremplacer le fusible.

AC
100 - 120 VAC
200 - 240 VAC
47 - 63 Hz
150 VA MAX.
STRIP GAUGE
10.0 mm

CH CONT 4

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

1

1

1

1

AWG 24
REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
T 3.15A 250V

USB-A
terminal
Frame Control 1,2

Go/NoGo
OutputGO / NG OUTPUT

ChannelControl, 1~4Power switch,
Power Socket, Fuse

Go/NoGo output は、チャンネル毎に Go(High)/ NoGo (Low)電圧を出力します。
詳細は、59, 274 ページを参照してください。

25

PEL-2000A Series User Manual
メインフレームのインタフェーススロットに、オプションの GP-IB インタフェースボード(PEL-001)を装着します。装着方法
は、38 ページを参照してください。

GPIB port

GPIB ポートは、リモートコントロール接続に使用されます。リモコンの詳細については、267 ページを参照してください。
メインフレームのインタフェーススロットに、オプションの LAN インタフェースボー
ド(PEL-016)を装着します。装着方法は、
38 ページを参照してください。

LAN port
LAN

LAN ポートは、リモートコントロール接続に使用されます。リモコンの詳細については、269 ページを参照してください。
RS232 port

RS232C

RS-232C ポートは、リモートコントロール
接続に使用されます。
詳細は、269 ページを参照ください。

USB-B(Device) port

DEVICEPEL-2000A を制御するための USB-B（デバイス）ポートです。
リモコンの詳細については、268 ページを参照してください。

USB-A(host)26

USB-A (ホスト) ポートは、5V の電力供給専用に使用します。

はじめにFrame Control
Port
1

FRAME CONT

2

Frame Control port は、フレー
ムリンク接続に使用されます。 メ
インフレームはデイジーチェーン
接続されています。
Frame Control port は 2 つあります。
1: Slave
2: Master
コネクタの種類: MIL 20pin
フレームリンク接続の詳細については、53, 271 ページを参照してください。

Power Switch

外部 AC 電源スイッチ

Power Socket/ FusePower Socket は、AC 電源接続します。
ヒューズホルダは Power Socket の下にあります。
電源周波数: 50/60 Hz
Fuse: T3.15A/250V
ヒューズの交換に関する詳細は、276 ページを参照してください。

ChannelControl port
PEL-2002A:(1~4)
PEL-2004A:(1~8)

CH CONT 1

1

各チャンネルに、Channel Control port があり、外部モニターおよび、制御が可能です。
各 Channel Control port は、スクリューレス 6
端子コネクタです。
適合線材: AWG 24
接続仕様の詳細は、56, 270 ページを参照してください。

27

PEL-2000A Series User Manual

フロントパネル – 負荷モジュール
DC Electronic Load
L 20A / 80V , 100W
R 20A / 80V , 100W

PEL-2020A

LED display
Static/Dynamic
Key
R/L A/B Key

R/LSTATIC/
DYNA.

Display KeyDISPLAYSHORTLoad KeyV Sense L

Slave Knob

LOAD

Short KeyV senseV senseMAX
80V DCMAX
80V DCL

R

Terminals(Left)

Terminals(Right)MAX
80V DCL

LCD display

MAX
80V DCR

5 桁 2 行カスタム LCD ディスプレイ

R/L Key
PEL-2020A,
PEL-2030A

R/L

A/B Key
PEL-2040A,
PEL-2041A

A/B

28

V Sense R

L/R key は、2 チャネル負荷モジュー
ルの右負荷チャネルと左負荷チャネ
ルを切り替えるために使用されます。
A/B key は、1 チャネル負荷モジュー
ルの A と B 値を切り替えるために使用されます。

はじめに

Display KeyDISPLAYLCD display の上半分に表示される
5 桁 2 行の表示内容を切り替えます。

表示内容は、以下の 4 種類の内最大 2 種類です。
電流表示
電圧表示

LOAD KeyLOAD

V senseV Sense LLMAX
80V DCV Sense R

V senseRMAX
80V DC

電力表示
LOAD オン時間表示
PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの指定チャンネル(R:Right terminals または、L: Leftterminals)を LOAD オン/オフします。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールを A 値または、B 値
にて LOAD オン/オフします。
PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの左負荷チャネル用の V Sense 端子です。右側が+VSense 端子、左側が-V Sense 端子です。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールの+V Sense 端子です。右側端子と左側端子は繋がっています。
PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの右負荷チャネル用の V Sense 端子です。右側が+VSense 端子、左側が-V Sense 端子です。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールの-V Sense 端子です。右側端子と左側端子は繋がって
います。

29

PEL-2000A Series User Manual
Note

V Sense 端子は、正確な測定が必要な場合に使用します。 V Sense 端子は、負荷モジュールと DUT 間の負荷線抵抗に電流が流れることによりに発生する電圧降下を補償するために使用されます。
V Sense 端子を DUT に接続すると自動的に V
Sense 機能はアクティブになります。

Left terminals

負荷線の電圧降下は 2V 以下になる様に使用して下さい。電圧降下が 2V を超えると、電圧測定は仕様を満足しません。
PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの Left terminals 左負荷チャンネル用の入力端子です。
右側が正入力端子、左側が負入力端子です。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールの負入力端子です。
右側端子と左側端子は繋がっています。
PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの右負荷チャンネル
用の入力端子です。右側が正入力
端子、左側が負入力端子です。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールの正入力端子です。
右側端子と左側端子は繋がっています。
MAX
80V DCL

Right terminals

MAX
80V DCR

Static/Dynamic
Key

30

STATIC/DYNA.

STATIC/DYNA key を使用し、負荷モジュールを STATIC と Dynamic モードに切り替えます。
Dynamic モードは、CC と CR モード
で動作します。
詳細は、61, 64 ページを参照してく
ださい。

はじめに
Slave knob は、負荷モジュールのパ
ラメータを編集するために使用します。

Slave Knob

メインフレームの設定に応じて、Slave knob を負荷（ローカルで）更新するか、負荷モジュールとメインフ
レームの両方を更新します。 詳細については、201 ページをご覧ください。
Slave knob は、ローカル負荷モジュールの測定値または設定値を表示するように構成することもできます。
詳細については、205 ページを参照
してください。
Short KeySHORTSHORT keyは、負荷モジュールの入力端子を手動で短絡状態にするために使用します。
SHORT keyは、設定で有効または無効に設定できます。 詳しくは176
ページをご覧ください。
LOAD オン：選択したショートタイプに応じて、SHORT key を押し続けると負荷モジュールがショートします。

31

PEL-2000A Series User Manual

LCD Display 概要 – 負荷モジュール
R channel
display
L channel
display
R channel
numberindicator

L channel
numberindicator
Mode indicator
R channel
display

L channel
display32

PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの右負荷チャンネル用表示部です。設
定値、モニター値、または LOAD オン時間を最大 5 桁で表示します。表示される値に応じて、単位(V, A, W,
Ω, s)が点灯します。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールの表示部です(R 表示はありません)。
設定値、モニター値、または LOAD オン時間を最大 5桁で表示します。表示される値に応じて、単位(V, A,
W, Ω, s)が点灯します。
PEL-2020A, PEL-2030A:
負荷モジュールの左負荷チャンネル用表示部です。設
定値、モニター値、または LOAD オン時間を最大 5 桁で表示します。表示される値に応じて、単位(V, A, W,
Ω, s)が点灯します。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールの表示部です(L 表示はありません)。
設定値、またはモニター値を最大 5 桁で表示します。
表示される値に応じて、単位(V, A, W, Ω)が点灯しま
す。

はじめに
R channel
PEL-2020A, PEL-2030A:
number indicator 負荷モジュールの右負荷チャンネル番号と LOAD 状
態が表示されます。LOAD オンで”R-ON”が表示されます。
PEL-2040A, PEL-2041A:
これらは、表示されません。
L channel
PEL-2020A, PEL-2030A:
number indicator 負荷モジュールの左負荷チャンネル番号と LOAD 状
態が表示されます。LOAD オンで”L-ON”が表示されます。
PEL-2040A, PEL-2041A:
負荷モジュールのチャンネル番号と LOAD 状態が表示されます。LOAD オンで”ON”が表示されます。
Selected
Mode Indicator
Selected discharge
Dual
mode
value
channelSelectedchannelSelectedvalue(AB)
Selectedchannel(LR)

Selected
operation

GO NG
judgment
PEL-2040A, PEL-2041A のみ表示:
負荷モジュールの選択されている設定値(A または B)を表示します。Static モードで表示します。
PEL-2020A, PEL-2030A のみ表示:
選択されているチャンネル(L: 左負荷チャンネル,または R: 右負荷チャンネル)を表示します。

Selected 設定されている放電モード (CC, CV, CR,discharge または CP)が表示されます。
mode
Selected 設定されている操作(Static, Dynamic, まoperation たは Short)が表示されます。

33

PEL-2000A Series User ManualDualchannel(Disp.)

PEL-2020A, PEL-2030A のみ表示:
左負荷チャンネルと右負荷チャンネルの両方の情報が表示されると、表示されます。
ディスプレイ キーにて、表示内容を選択で
きます。

GO NG
Go / NoGo をアクティブで表示されます。
judgment Go / NoGo 制限を通過（GO）すると点灯します。
失敗（NG）すると Go/NoGo 制限が点灯し
ます。

34

はじめに

組み込み
この章では、負荷モジュールやオプション GP-IB インタフェースボードをメインフレームに装着する方法、ラックマウントキットをメインフレームに取り付ける方法、および各負荷モジュールのチャネル番号について説明します。
装着されているすべてのデバイスを別の場所に移動する場合は、最初にモジュールを分解し、目的の場所に移動した後にモジュールを再組み立てしてください。

負荷モジュールの装着
静電気防止のため、適切な静電気対策を行ってください。
負荷モジュールの PEL-2004A/2002A は、それぞれ 4 本または、2 本の装着
負荷モジュールを装着できます。負荷モジュールは、1
または、2 チャンネルがあります。負荷モジュールの装着方法はどちらでも同じです。
警告

基本操作
1 AC 電源
スイッチオフ説明
メインフレームのリアパネルにある AC 電源スイッチをオフしてください。AC 電源コードを外してください。

35

PEL-2000A Series User Manual
2 負荷モジュー メインフレームの開いている負荷スロットレールに沿っ
ル装着て負荷モジュールをスライドして差し込みます。

3 負荷モジュー 負荷端子の下のネジを使用して、負荷モジュールをメ
ルの固定
インフレームのスロットに固定します。

436

手順 2, 3 のように追加のモジュールを、メインフレー
ムに装着します。

はじめに
5 パネルカバー 空のスロットがある場合は、付属のパネルカバー（部取り付け
品番号：PEL-003）を取り付けます。 パネルカバーは安全性を向上させ、空気の流れを増やします。

6 パネルカバー 付属のネジを使用して、パネルカバーを負荷モジュー
固定
ルスロットに固定します。

37

PEL-2000A Series User Manual

GP-IB/LAN インタフェースボードの取り付け
PEL-2004A / PEL-2002A には、オプションとして GP-IB(PEL-001)/LAN（PEL-016）があります。
静電気防止のため、適切な静電気対策を行ってくださ警告い。
メインフレームのリアパネルにある AC 電源スイッチをオフしてください。AC 電源コードを外してください。

基本操作
1 カバー外し2 ボード装着

説明
メインフレームリアパネルのインタフェーススロット部のカバーからネジをはずし、カバーを外します。
インタフェースボードをスロットに挿入し、バックプレー
トがリアパネルまで、やさしく押し込んでください。

右図は、PEL-001
で書かれています。

1

3 ボード固定382

手順 1 ではずしたネジを使用して、インタフェースボー
ドをネジ止めします。

はじめに

ラックマウントへの取り付け
概要

PEL-2004A は、スタンダード 19 インチラックマウント
装着可能です。各ユニットには、ラックの高さ 4U と上下の通風孔に 1U のスペースが必要です。メインフレーム本体からの熱を逃がすため、リアパネルの後ろには障害物を置かず、十分な空間を確保してください。

基本操作
1 ハンドル取り
付け

説明

参照

付属のボルトを使用して、ハンドル(PEL-002)を PEL2004A にネジ止めします。
PEL-002
PEL-002

2 ラックへの取り 通気のため、上下に少なくとも 1U のスペースを空け
付けて、スタンダード 19 インチラックに挿入します。

1U
1U

39

PEL-2000A Series User Manual

負荷モジュールのチャンネル番号
説明

負荷モジュールのチャンネル番号は、メインフレームシ
ャーシに装着されたスロットによって判断されます。負荷モジュールの種類により、各スロットに 1 または 2 チ
ャンネルとなります。
PEL-2002A には 2 つのスロットがあり、PEL-2004Aには 4 つのスロットがあります。各チャンネル番号は、
メインフレームフロントに向かって、左より 1 チャンネル、2 チャンネルと割り当てられます。
下記は、PEL-2004A の 4 つのスロットに PEL-2020、2030A、2040A、2041A の負荷モジュールが、装着された状態です。PEL-2020A と 2030A には、負荷モジ
ュールごとに 2 つのチャンネルがあます。PEL-2040Aと 2041A には 1 つのチャンネルです。そのためチャンネルは以下のように判断されます:
DC Electronic LoadLR

P E L -2 0 2 0 B

R/L

DISPLAY

20A / 80V , 100W
20A / 80V , 100W

P E L -2 0 0 4 B

DC Electronic LoadLR

P E L -2 0 3 0 B

STATIC/
DYNA.

R/L

SHORT

DISPLAY

5A / 80V , 30W
40A / 80V , 250W

DC Electronic LoadP E L -2 0 4 0 B

STATIC/
DYNA.

A/B

SHORT

DISPLAY

70A / 80V , 350W

DC Electronic LoadP E L -2 0 4 1 B

STATIC/
DYNA.

A/B

SHORT

DISPLAYDC Electronic Load

10A / 500V , 350W

STATIC/
DYNA.

F1

SHORT

F2

F3

F4

LOCAL

LOAD

LOAD

V senseV senseL

V senseRMAX
80V DCMAX
80V DCLOAD

V senseL

LOAD

V senseMAX
80V DCMAX
80V DCMAX
80V DCMAX
500V DCP7

MAX
80V DCMAX
80V DCMAX
80V DC

L

R

L

R

MAX
80V DC

CH1
CH3
CH5
CH4
CH2

40

FILE

9
P6

4

5
P2

1

2

P0

CAL.

HELP

P9

8
P5

0

MAX
80V DC

FUNC

P8

7
P4

P1

F5
UTILITY

CHAN

V sense

R

6
P3

3

PRESET

SHIFT

ENTER

LOAD OFF

LOCK

CLEAR

ON /

MAX
500V DC

CH6

Main Display
Panel

はじめに

電源投入とセルフテスト
基本操作
説明
参照
1 電源ケーブル 電源ケーブルを電源ソケッ
取り付け
トに接続します。

警告

電源コンセントが、アース端子ソケットであることを確認してください。電源コンセントは 3 ソケット型であれ
ばアース接続します。

2 電源スイッチオン

背面電源スイッチを、オンにします。

3 Power オン

フロントパネルのPower(ON/STBY) key を
長押して電源を入れます。
Power key は、赤から緑になります。

4 セルフテスト

電源が入ると、メインフレームはセルフテストを実行します。セルフテストはシステム、次にメインフレームに搭載された負荷モジュールのチャンネルをチェックします。

InitialSystem
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5

Success
Success
Success
Success
Success
Success41

PEL-2000A Series User Manual
NOTE

メインフレームと負荷モジュールのファームウェアバー
ジョンが同一でない場合、以下のメッセージが表示されます。
“The firmware will be updated, please access to
website www.gwinstek.com to confirm the firmware
version.”
このメッセージが表示される場合、ファームウェア更新が必要になります。ファームウェア更新は、277 ページ
を参照ください。

5 負荷モジュー システムチェック時、負荷モジュールには各チャンネル
ル状態表示 がチェックされたことが表示され、次に選択中の放電
モードが表示されます。

ノート
6 Power オフ

42

システムチェックのいずれかが失敗した場合は、メインフレームの電源を切り、問題のない負荷モジュールを再搭載してください。
負荷をオフにするには、電源ボタンを数秒間押し続けます。PEL-2000A メインフ
レームはスタンバイモードに戻ります。

はじめに

負荷接続
安全上の注意と手順 注意事項と手順
はじめに負荷線について負荷線の選択PEL-2000A シリーズは、さまざまな電子負荷として使用できます。
 単 DUT - 単負荷
 単 DUT - 並列負荷
 複数 DUT - 複数負荷
 複数 DUT - 複数メインフレーム負荷
 単 DUT - 並列メインフレーム
PEL-2000A シリーズは、さまざまな制御方法とインタ
フェースも対応しています。 使用される接続について
は、次のとおりです。
 フレームリンク
 チャンネル制御
 Go / NoGo
PEL-2000A シリーズと DUT を接続する負荷線は、
ワイヤーゲージを考慮する必要があります。 負荷線
は、短絡状態が発生したときに過熱に耐え、負荷電流により生じる電圧降下が少ない十分な太さである必要があります。
負荷線は、ショートに持ちこたえられ、電圧降下が 2Vを超えない程度を選択する必要があります。下記の表を使用して、適切な負荷線のワイヤーゲージ選択
をしてください。
AWG
最大電流 A(Amp)
24
7.64
22
10.0
20
13.1
18
17.2
16
22.6
14
30.4
12
40.6
10
55.3

43

PEL-2000A Series User Manual
負荷線のインダク PEL-2000A シリーズを使用する場合、負荷線のイン
タンスについてダクタンスと電流の変化によって発生する電圧降下と電圧を考慮する必要があります。 電圧の極端な変化
は、最小または最大電圧制限を超える場合があります。 最大電圧制限を超えると、PEL-2000A シリーズが損傷する可能性があります。
負荷線インダクタンス成分、負荷電流変化、発生する
電圧は、以下の数式で表す事ができます。
E = L x (∆ I / ∆ T)
E= 発生する電圧
L= 負荷線インダクタンス∆ I= 電流の変動 (A)∆ T= 時間 (us)
負荷線のインダクタンス(L)は、1μH/m と概算可能です。(∆ I / ∆ T)は A/us 中のスルーレートです。

Current∆I

Voltage

Min. V

time

∆T
E

time
上図は電流の変動が電圧に与える影響を示していま
す。

44

はじめに

発生電圧の軽減 発生電圧は、負荷配線を可能な限り短くし、正極と負方法
極の負荷配線をツイストペアーにすることにより低減できます。スイッチング時は、スルーレートを制限する
ことにより、電流の変動を制限可能です。

負荷モジュール
ついて

接続
注意

DUT

+

DUT

+

DUT

+

Twisted
Pair+

Programable
Electronic
Load+

Programable
Electronic
Load+

Programable
Electronic
Load

負荷モジュールには、シングルとデュアルチャンネル
タイプがあります。
シングルチャンネル負荷モジュールは、正および負入力端子には、それぞれ 2 つの端子を備えています。
一つの端子の電流容量は 40A となります。電流容量が、大きい時は、各端子(同極)を並列に配線して容量を増やしてください。
デュアルチャンネル負荷モジュールは、正および負入力端子を負荷チャンネルごとに備えています。
シングルチャンネル
デュアルチャンネル
負荷モジュール
負荷モジュール
Single channel

Left channel

Right channel

MAX
80V DCMAX
80V DCMAX
80V DCLR

すべての負荷線接続で、以下の手順に従います。
接続の前に、DUT の電源がオフであることを確認してください。
45

PEL-2000A Series User Manual
基本操作
1 端子カバーオープン
2 負荷線接続説明
端子カバーを慎重に持ち上げます。

負荷モジュールのプラス（+）端子を DUT の高電位出力に接続します。負（-）負荷端子を DUT の低電位出力に接続します。

DUT

3 端子カバー
閉じる
注意

警告

参照

MAX
80V DCLMAX
80V DCR

負荷線が、正しく固定し、カバーを閉じた時に電極が露出しないことを確認してください。端子カバーをしっ
かり閉じます。
ノイズやインダクタンスの影響を軽減させるために、負荷線はツイストペアー状態にするか、しっかり束ねてください。
極性が正しく配線していることを確認してください。極性を間違って接続すると、逆電圧により、DUT およびPEL-2000A シリーズが損傷する可能性があります。

MAX
80V DCLMAX
80V DCR

DUT

入力電圧が、規格値を超えないことを確認してください。電圧が規格を超えると、PEL-2000A シリーズに損傷を与える可能性があります。

46

はじめに
端子の説明とネ
ジの種類

M4*0.7P

9.17539.17539.2 9.2 9.2
9.17539.2

9.175311.0000

11

11

M4*0.7P

11.000011.0000
Unit = mm
11

リモートセンシング接続
概要

警告
接続

電子負荷モジュールにはリモートセンシング端子として+V Sense 端子、-V Sense 端子があります。リモー
トセンシングは、配線による電圧降下を補正します。
配線は、長いほど配線抵抗による電圧降下とインダク
タンスが発生する可能性は高くなります。配線は、できる限り短くし、ツイストペアー線にすることにより、誘発インダクタンスを減少させます。CV、CR および CP
モードで使用時に有効です。
+V Sense 端子は、-V Sense 端子より高い電位に接続してください。
以下の図は、リモートセンシング機能を使用して DUTを接続する方法を示しています。配線は、ツイストペアーを推奨します。

DUT

注意

+

Twisted
Pair

Twisted
Pair

+
+

-

Single Channel
Load Module++

電圧検出端子は、16〜14（直径 1.29mm〜1.63mm）のワイヤーゲージを使用する必要があります。

47

PEL-2000A Series User Manual
V Sense 端子へ V Sense 端子は、ネジなしのクランプコネクタを使用の接続
しています。 ワイヤーを挿入する前に、クランプを開く必要があります。 小さなドライバーを使用して、クラン
プ開放部を押します。 その状態で、両方のワイヤーを挿入します。接続が完了したら、ドライバーを抜きます。
V sense2
MAX
80V DC

48

1

はじめに

単負荷接続
デュアル
デュアルチャンネル負荷モジュールは、2 つ DUT にチャンネルモデル 左右負荷チャンネルを同時に接続可能です。
PEL-2020A- L Dual channel
Twisted
DUT
PEL-2030A
Load Module
Pair

+
DUT
+

Twisted
Pair

+
- R
+

シングル
シングルチャンネル負荷モジュールは、左の入力端
チャンネルモデル 子は両方とも負極で、右の入力端子は両方とも正極です。
PEL-2040A
PEL-2041A
DUT

注意

+

Twisted
Pair++Single Channel
Load Module

PEL-2040A
40A を超える電流を流す場合、正および負入力端子
ともに並列で配線する必要があります。

DUT+

Twisted
Pair++Single Channel
Load Module49

PEL-2000A Series User Manual
発振の低減

負荷線が長い場合、負荷線をツイストペアー状態としても、負荷電流が発振する時があります。その場合、
下図の様に、抵抗とコンデンサを電子負荷に対して並列に接続することで、発振を軽減できる時があります。コンデンサ、抵抗値は負荷設定に依存します。コンデンサは、リップル電流が許容範囲内にあることを確認してください。
DUT

低電圧接続

+

Twisted
Pair+

Load Module

低電圧での負荷の使用は、通常 1 ボルト以上に制限されています（負荷モジュールによって異なります）。
低電圧で PEL-2000A シリーズを使用するには、負荷モジュールの最低動作電圧までに電圧を上げるための補助電源が必要です。
安全上の注意:

DUT と補助電源を合わせた電力を考慮してください。
 補助電源が十分に電流を供給可能であることを確認してください。
 補助電源からのノイズまたは不規則性を考慮に入れてください。
以下の図表は、基本的な接続を示しています。
DUT

警告

50

+

- Auxiliary ++Load Module

補助電源の使用は、逆電流を誘発する可能性があります。PEL-2000A シリーズには逆電圧保護が用意されています。詳細は、84 ページの保護セクションを参照してください。

はじめに

並列負荷接続並列負荷
モジュール

DUT の電力出力が負荷チャネルまたは負荷モジュールの電力定格を超える場合、CC または CR モードで使用すると、負荷チャネル端子、負荷モジュール端子、またはメインフレームを並列に使用して、より多くの電力を放電できます。 各チャネルは、設定された負荷電流を流します。 放電される総電力は、すべてのチャネルの合計です。
電力量はチャネルごとに異なります。 たとえば、CH1
が 25A で CH2 が 20A の場合、負荷電流合計 45A です。 並列負荷は、Static と Dynamic モードの両方で使用できます。並列動的負荷の説明については、101 ページを参照してください。パラレルを操作するときは、同じモジュールを使用する必要があります。
PEL-2000A シリーズは、グループユニットと呼ばれる専用の負荷モジュール並列接続動作ができます。 グル
ープユニットは、CC と CR モードで同じタイプと定格の負荷モジュールを並列接続で使用できます。 詳細については、73 ページと 191 ページを参照してください。

並列負荷

DUT

注意

+

+

Single Channel
Load Module+

Single Channel
Load Module+

Single Channel
Load Module+

Single Channel
Load Module

並列負荷接続は、同じ種類の負荷モジュールを使用し
て下さい。

51

PEL-2000A Series User ManualPEL-2000A シリーズのメインフレームも並列接続できます。 フレームリンク接続を使用する場合、マスターとスレーブの間に遅延があることに注意してください。 詳
しくは 53 ページをご覧ください。
Master

DUT

Slave

DUT

Slave

DUT

Slave

DUT

Slave

DUT

PEL-2000A シリーズは、複数の DUT や多出力 DUTに接続し、同時に電力放電ができます。

Multiple-output DUT

複数出力電力負荷52

Max 7kW

フレームリンクを使用した
並列負荷接続++++Twisted
Pair

Twisted
Pair

Twisted
Pair

Twisted
Pair

- L
+
- R
+
- L
+
- R
+

Dual channel
Load Module

Dual channel
Load Module

はじめに

フレームリンク接続
概要

フレームリンク制御には、フレームリンク接続を使用して複数のメインフレームを接続することが含まれます。 最大 4 つのスレーブメインフレームをマスターメ
インフレームに接続できます。 最初のメインフレーム（マスター）は、他のスレーブフレームを制御するために使用できます。
マスターメインフレームと最初のスレーブメインフレー
ムの間には 2μs の遅延時間があり、2 番目、3 番目、および 4 番目のスレーブメインフレームにはそれぞれ
4μs、6μs、および 8μs の遅延時間があります。 使用
されるコネクタは、標準の MIL20 ピンコネクタです。
ピン配置については、271 ページを参照してください。
フレームリンクケーブル（GTL-249）はオプションのア
クセサリーです。詳細については、13 ページを参照してください。

53

PEL-2000A Series User Manual
フレームリンク接続

接続される最初のメインフレームはマスターフレームです。 追加のフレームはスレーブユニットです。フレームリンクケーブル(オプション GTL-249)は、コネクタ
2 からマスターに接続し、コネクタ 1 からスレーブに接続します。連続する各スレーブユニットは、同じ方法でカスケード接続されます。

Master(FRM)
GPIB

GO / NG OUTPUT

RS232CSER. NO. LB
FRAME CONTFRAME CONT

1

1

2

2
REPLACE FUSE
AS SPECIFIED

2

AC input voltage range:
100-120Vac/ 200-240Vac
Frequency: 50/ 60Hz
Power rating: 250VA Max

FUSE RATING
T 3.15A
250V

WARNINGCH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVEGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
FOR CONTINUED FIRE PROTECTION. REPLACE FUSE ONLY WITH

OutputCH CONT 4

STRIP GAUGE
10.0 mm

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

250V FUSE OF THE SPECIFIED TYPE AND RATING.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

DISCONNECT POWER CORD
BEFORE REPLACING FUSE

Slave
(FRS)

AWG 24

1

1

1

1

1

1

1

1

GPIB

GO / NG OUTPUT

RS232C

Input

SER. NO. LB

FRAME CONT

1

2

OutputREPLACE FUSE
AS SPECIFIED
AC input voltage range:
100-120Vac/ 200-240Vac
Frequency: 50/ 60Hz
Power rating: 250VA Max

FUSE RATING
T 3.15A
250V

WARNINGCH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVE

CH CONT 4

STRIP GAUGE
10.0 mmGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

FOR CONTINUED FIRE PROTECTION. REPLACE FUSE ONLY WITH
250V FUSE OF THE SPECIFIED TYPE AND RATING.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Slave
(FRS)

DISCONNECT POWER CORD
BEFORE REPLACING FUSEAWG 24

1

1

1

1

1

1

1

GPIB

GO / NG OUTPUT

RS232C

1

1

Input

FRAME CONTSER. NO. LB

1

FRAME CONT

1

2

2

REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
AC input voltage range:
100-120Vac/ 200-240Vac
Frequency: 50/ 60Hz
Power rating: 250VA Max

FUSE RATING
T 3.15A
250V

WARNINGCH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVE

CH CONT 4

STRIP GAUGECH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

10.0 mmGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
FOR CONTINUED FIRE PROTECTION. REPLACE FUSE ONLY WITH
250V FUSE OF THE SPECIFIED TYPE AND RATING.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

注意

DISCONNECT POWER CORD
BEFORE REPLACING FUSEAWG 24

1

1

1

1

1

1

1

1

フレームリンクケーブルを接続する前に、全てのメイン
フレームの電源がオフになっていることを確認してください。
取り外すには、ラッチを引き抜くとコネクタが出てきま
す。

54

はじめに
取り付け

フレームリンクケーブルをフレームリンクコネクタに押し込みます。 矢印が揃っていることを確認します。 接続が完了すると、ラッチが閉じます。

取り外し

取り外すには、ラッチを引き抜くとコネクタが出てきます。

警告

フレームリンクケーブル接続の取り付けと取り外しをする際は、全てのメインフレームの電源をオフにしてく
ださい。

55

PEL-2000A Series User Manual

Channel Control 接続
概要

各チャンネルの Channel Control コネクタは、メインフ
レームのリアパネルに配置されています。 各負荷ス
ロットに 2 つのコネクタがあり、各チャンネルに 1 つずつ用意されています。Channel Control コネクタを使用すると、下記の項目が外部より制御可能です。
 Load On: チャンネルの LOAD オン/オフ。


EXT VREF: 外部電圧によるチャンネル設定値コントロール。

V/I MON: チャンネル電圧/電流モニタ出力。
外部コントロール及び、インタフェースに関する詳細は、88、270 ページを参照してください。
EXT VREF は、CC と CV モードのみで使用できま
す。


注意

GPIB
GO / NG OUTPUT

SER. NO. LB

FRAME CONT

1

2

REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
AC input voltage range:
100-120Vac/ 200-240Vac
Frequency: 50/ 60Hz
Power rating: 250VA Max

FUSE RATING
T 3.15A
250V

WARNINGCH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

CH CONT 4

STRIP GAUGETO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVE

CH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

10.0 mmGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
FOR CONTINUED FIRE PROTECTION. REPLACE FUSE ONLY WITH
250V FUSE OF THE SPECIFIED TYPE AND RATING.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

DISCONNECT POWER CORD
BEFORE REPLACING FUSEAWG 24

1

1

1

1

1

1

1

1

Channel Control コネクタのピン配置は以下のとおり
です。
6
5
4
3
2
1

56

+15V
Load On
EXT VREF
V MON
I MON
GND

OutputInput
Outputはじめに
EXT VREF 接続 外部電圧(External Voltage)は、0~10V(標準電圧)で使用して下さい。EXT VRER 端子と外部電圧との接続は、ノイズの影響を少なくする様に、ツイスト状態にしてください。
6
5
4
3
2
1

ノート
警告

EXT VREF

GND

TwistedPair

External
Voltage

EXT VREF 端子の入力インピーダンスは、500kΩ です。
外部入力電圧は、安定して、ノイズが少ないことを確認してください。
外部電圧は、12V を超える電圧を入力しないでください。12V を超えると PEL-2000A シリーズに損傷を与える可能性があります。

Load on 接続

Load On 端子は、TTL 入力です。
Load On-GND 端子を短絡し端子間電圧が、0V～1Vになると、LOAD オンします。Load On-GND 端子をオープンにし、端子間電圧が 2.4V～5V になると、LOAD オフします。
6
5
4
3
2
1

ノート

Load OnTTL input
voltage
GND

Load On 端子は、内部電源+3.3V に 10kΩ でプルアップされています。

57

PEL-2000A Series User Manual
V/I MON 出力

電圧モニター出力（V MON）と電流モニター出力（IMON）は、入力電圧と負荷電流を定格電圧および電流のパーセンテージとして出力します。
0V: 0％定格電圧または電流10V: 100％定格電圧または電流。
電圧モニタ出力は、1pin－3pin ピン間。電流モニタ出
力は、1pin－2pin 間です。
6pin の出力は、+15V 電圧です。100mA 以下で使用
してください。詳細は、270 ページをご覧ください。
下図は、電圧/電流モニタ出力のピン配列です。
+15V

6
5
4
3
2
1

Reference voltage
V MON
I MON
GND

Voltage Monitor

Current Monitor

ノート
コネクタの接続V MON および I MON 端子の出力インピーダンス
は、10kΩ です。
Channel Control コネクタは、ネジレスクランプコネク
タです。内部クランプを開くには、配線スロットの上部のボタンを押します。ボタンを放すと閉じられます。配線は、約 10mm 剥き出してください。
下図は、配線挿入手順です。

1

2
ノート

58

Channel Control コネクタに使用する線材は、24AWG を使用してください。

はじめに

Go/NoGo output コネクタ接続
概要

Go/NoGo output コネクタは、DB-15 タイプ(メス側)です。各チャンネルは、各ポートに割り当てられています。
コネクタ出力はオープンコレクタで、アクティブ High
（30V）出力状態は合格を示し、アクティブ Low（1.1V）
出力状態は不合格（アラーム）を示します。
Go / NoGo インタフェースの詳細については、274 ページを参照してください。

CH8 Go/NoGo
CH7 Go/NoGo
CH6 Go/NoGo
CH5 Go/NoGo
GND

Go/NoGo Enable
CH4 Go/NoGo
CH3 Go/NoGo
CH2 Go/NoGo
CH1 Go/NoGo
GND59

PEL-2000A Series User Manual

操作の説明
放電モードの説明 .................................................. 61
CC モード ........................................................................ 61
CR モード ........................................................................ 64
CV モード ........................................................................ 67
CP モード ........................................................................ 70

グループユニットモード ........................................... 73
プログラム機能 ...................................................... 75
シーケンス機能 ...................................................... 78
OCP テスト機能 .................................................... 82
並列 Dynamic モード負荷 ...................................... 83
その他機能の説明 ................................................. 84
保護機能 ......................................................................... 84
動作条件設定 ................................................................. 86
外部チャンネル制御 ....................................................... 88
通信インタフェース .......................................................... 91
データメモリー機能 ......................................................... 91
ファイルフォーマット ........................................................ 9660

操作の説明放電モードの説明
PEL-2000A シリーズには、4 つの基本的な動作モードがあります。
CC, CR, CV(CV + CL）, CP(CP + CL）。
全てのチャネルは、いずれかのモードで動作します。 各放電モードには、Slew Rate、レベル、保護モード、Go / NoGo、保存オプションなど、構成可能なオプションがいくつかあります。

CC モード概要

CC モードでは、負荷チャンネルに設定された電流が流れ、入力電圧に関わらず、電流は一定に保たれます。CC モードには 2 つの電流レンジ(High と Low)があります。また、CC モードは、Static と Dynamic モードで使用できます。Static モードは安定性試験、Dynamic モードは過渡応答試験に適した使用方法です。
Go/NoGo の判定は、2 つの電流レンジと Static とDynamic モードで使用できます。
CC ModeLoad Current

Load Input Voltage

電流レンジ

Low レンジは高分解能ですが、設定範囲は小さいです。 電流が Low レンジを超える場合は、High レンジ
を使用します。

61

PEL-2000A Series User Manual
CC Static モード CC Static モードでは、直流電圧電源の安定性試験に適した操作です。
シングルチャンネル負荷モジュール
電流値(同一電流レンジ: A Value, B value)と Slew
Rate(Rise↗, Fall↘)の設定が可能です。電流値の A
Value と B Value を、手動操作で選択します。電流値の選択は、負荷モジュールおよびメインフレームから実行します。
Current
A value

CC Mode: Static

Rise slew rate

B value

Fall slew rate
Time

Select A value

Select B value

デュアルチャンネル負荷モジュール
電流値は各チャンネルに付き 1 つです。2 つの電流値を選択する操作はできません。
CC Dynamic
モード

CC Dynamic モードは、過渡応答試験に適した操作です。
Dynamic モードにより、2 つの電流値(同一電流レン
ジ: Level 1, Level 2)、2 つの時間(Timer 1, Timer 2)
そして、Slew Rate(Rise↗, Fall↘)の設定が可能です。
電流レベルの Level 1 と Level 2 が、自動的に切り替わります。
Current
Level 1

Level 2

CC Mode: Dynamic

Rise slew rate

Fall slew rateTime

Timer 2 Timer 1 Timer 2 Timer 162

操作の説明Slew Rate

Slew Rate は、電流が設定レベルまで増加する速度です。 Slew Rate には、上昇(Rise)Slew Rate と下降(Fall)Slew Rate の 2 つがあります。 CC モードでは、Slew Rate は A/us として定義されます。
Rise と Fall の Slew Rate は、別々に設定できます。

Go/NoGo

Go/NoGo を使用して、Static と Dynamic モードにて、上限および下限を設定可能です。最大 1 秒までの遅延時間も設定可能です。
CC Mode: Static:Go/NoGo
Current

Load
Current
NoGo

Go

NoGo
VoltageHigh

Low

CC Mode: Dynamic:Go/NoGo
Current

Level 1

Level 2Go

NoGo
Voltage

High

Low

電圧値が Go/NoGo 範囲内になると、”GO”になり、電圧値が Go/NoGo 範囲外になると、”NG(NoGo)”にな
ります。

63

PEL-2000A Series User ManualCR モード概要

CR モードでは、負荷チャンネルは設定した抵抗値に合わせて電流および電圧を比例的に変化させます。
CR モードには 2 つの抵抗レンジ(High と Low)があります。また、CR モードは、Static と Dynamic モードで使用できます。Static モードは安定性試験、Dynamic
モードは過渡応答試験に適した使用方法です。
Go/NoGo の判定は、2 つの抵抗レンジと Static および Dynamic モードで使用できます。
CR ModeLoad Input
Voltage

Res

ista

n ce

Load Current

抵抗レンジ

64

2 つの抵抗レンジ(High, Low)があります。Low レンジ
は、低電圧 DUT に使用し、High レンジは高電圧
DUT に使用します。
電流レンジは、印加電圧に関わらず、常に High レン
ジとなります。

操作の説明CR Static モード CR Static モードでは、直流電圧電流電源の安定性試
験に適した操作です。
シングルチャンネル負荷モジュール
抵抗値(同一抵抗レンジ: A Value, B value)と Slew
Rate(Rise↗, Fall↘)の設定が可能です。抵抗値の A
Value と B Value を、手動操作で選択します。抵抗値の選択は、負荷モジュールおよびメインフレームから実行します。
Input
Voltage

CR Mode: Static
B value
DUT: CC mode
DUT: CV mode
A value
Load
Current

CR Mode: Static
DUT: CV mode
Rise
slew
rate
Input Voltage/ A value
Current

Input Voltage/ B value
Select A value

Fall slew rate
Time
Select B value

Input Voltage: 負荷モジュール入力電圧
デュアルチャンネル負荷モジュール
抵抗値は各チャンネルに付き 1 つです。2 つの抵抗値を選択する操作はできません。

65

PEL-2000A Series User Manual
CR Dynamic
モード

CR Dynamic モードは、過渡応答試験に適した操作です。
Dynamic モードにより、2 つの抵抗値(同一電流レン
ジ: Level 1, Level 2)、2 つの時間(Timer 1, Timer 2)
そして、Slew Rate(Rise↗, Fall↘)の設定が可能です。
抵抗値の Level 1 と Level 2 が、自動的に切り替わります。
Current

CR Mode: Dynamic

Input Voltage Rise slew rate
/ Level 1
Input Voltage/ Level 2

Fall slew rateTime

Timer 2 Timer 1 Timer 2 Timer 1

Slew Rate

ノート

Go/NoGoCR モードの Slew Rate は、CC モードと同様です。
CR モードの場合、Level 1 または Level 2 設定での電流の設定レベルは、Input Voltage/ Level 1 またはInput Voltage/ Level 2 になります。
DUT が CV モード (もしくは電圧源)で動作している場
合、CR モードの Slew Rate 設定が可能です。
DUT が CC モード (もしくは電流源)で動作している場
合、電流の変化速度は DUT の性能に依存します。電流の変化速度は、Slew Rate 設定での変化速度にはなりません。
Go/NoGo を使用して、Static と Dynamic モードにて、上限および下限を設定可能です。最大 1 秒までの遅延時間も設定可能です。
CR Mode: GO/NOGO

NoGo

Load Input
Voltage

High
Go
is
Res

c
tan

e

Low
NoGo

Load Current

66

操作の説明CV モード概要

CV モードでは、入力電圧が負荷チャンネルに設定された電圧になるように、負荷電流を制御します。CV モードは、2 つの電圧レンジ(Hight と Low)レンジがあります。また、可変可能なカットオフ電流リミット(CL)も設定できます。
CV モードは、2 つの応答スピード(Fast と Slow が 3種類)を設定可能です。但し、この応答スピードは、電流応答スルーレートに関連しています。
Go/NoGo の判定は、2 つの電圧レンジと Static モードで使用できます。
CV ModeLoad
Current

Load Input
Voltage67

PEL-2000A Series User Manual
CV Static モード CV Static モードでは、直流電流源の安定性試験に適した操作です。
シングルチャンネル負荷モジュール
電圧値(同一電圧レンジ: A Value と B value)の設定が可能です。電圧値の A Value と B Value を、手動操作で選択します。電圧値の選択は、負荷モジュール
およびメインフレームから実行します。
Voltage

CV Mode: Static

A value

B valueTime
Select A value

ノート
High/Low
Range

68

Select B value

デュアルチャンネル負荷モジュール
電圧値は各チャンネルに付き 1 つです。2 つの電圧値を選択する操作はできません。
CV モードでは、Dynamic モードは動作しません。
CV モードには、電圧が High と Low の 2 つのレンジがあります。High と Low の 2 つのレンジは、負荷モジュールにより、異なります。

操作の説明電流制限(CV+CL)CV モード使用時、電流制限(Curr Limit)が設定できます。電流制限は 2 つのレンジ(I Meas: Hight と Low)が選択できます。
負荷電流が、電流制限値より小さくそして、入力電圧
が、CV 設定値より大きいは、CV モードで制御します。入力電流が CC 設定値を越えた時、CL モードに切替ります。
入力電圧が CV 設定値より小さい時、電流は、流れません。
CV + Current limit mode
Load Current
Current limit
Setting value

CL ModeCV ModeCV Setting value

応答速度

Input
Voltage

応答速度は、fast、slow1、slow2、slow3 のいずれかに設定できます。 高速応答と slow1（slow2 / slow3）
応答は、負荷モジュールの仕様によって決まります。
電流の変化が速いと誘導が誘発され、大きな電圧降下が発生する可能性があるため、応答速度が遅いと大きな負荷に適しています。 PEL-2000A シリーズ
は、電圧降下を修正しようとします。 ただし、電圧降下が大きすぎると、負荷が発振する可能性があります。
線間電圧誘導による大きな電圧降下は、機械を損傷する可能性があります。

69

PEL-2000A Series User Manual
Go/NoGo

Go/NoGo 設定は、電流値(High 値、Low 値)または、
パーセント値(上限%、下限%)で、設定可能です。1 秒までの遅延時間も設定可能です。
CV Mode: GO/NOGO

NoGo
High
Load
Current

Go
Low
NoGo
Voltage
Load
Voltage

CP モード概要

CP モードでは、入力電力が負荷チャンネルに設定された電力になるように、負荷電流を制御します。CP モ
ードは、2 つの電力レンジ(High と Low)レンジがあります。また、可変可能なカットオフ電流リミット(CL)も設定できます。電力レンジを Low を選択した場合、電流リミット設定範囲も小さく(High レンジの 10%)になります。
Go/NoGo の判定は、2 つの電力レンジと Static モードで使用できます。
CP modeInput Voltage

Va

Power: Va x Ia = Vb x Ib

Vb
Ia

70

Ib

Load
Current

操作の説明CP Static モード CP Static モードでは、直流電圧源の安定性試験に適した操作です。
シングルチャンネル負荷モジュール
電力値(同一電力レンジ: A Value と B value)の設定が可能です。電力値の A Value と B Value を、手動操作で選択します。電力値の選択は、負荷モジュール
およびメインフレームから実行します。
CP mode: Static
Input Voltage

A Value

B Value

Load
Current

デュアルチャンネル負荷モジュール
電力値は各チャンネルに付き 1 つです。2 つの電力値を選択する操作はできません。
ノート
High/Low
Range

CP モードでは、Dynamic モードで動作しません。
CP モードには High と Low の 2 つのレンジがあります。 High と Low の 2 つのレンジは、負荷モジュール
により、異なります。
V

CP ModeHigh rangeA
Low range

71

PEL-2000A Series User Manual
電流制限(CP+CL)CP モード使用時、電流制限(Curr Limit)が設定できます。電流制限は 2 つのレンジ(I Meas: Hight と Low)が選択できます。
電流が電流制限未満の場合、負荷チャネルは CP モードで動作します。電流が電流制限を超えると、負荷
チャネルは CL モードで動作します。
CP + Current limit mode
Input Voltage
CP Setting value
CP ModeCL ModeLoad
Current limit Setting value Current

Go/NoGo

Go/NoGo 設定は、電流値(High 値、Low 値)または、
パーセント値(上限%、下限%)で、設定可能です。1 秒までの遅延時間も設定可能です。
CP ModeLoad Input
Voltage

No
Go

72

Go

NoGo

Load Current

操作の説明グループユニットモード
概要[グループユニット]メニューを使用すると、同じタイプおよび定格の負荷モジュールを並列で使用する場合に単一のユニットとして構成できます。 これにより、各チャネルを個別に構成する手間が省けます。
グループユニットは、CC と CR モードで使用できます。
グループユニットには、合計ユニット、グループモード、
表示モードの 3 つの構成設定があります。

合計ユニット

この構成設定は、並行して使用される単位数を設定し、合計単位モードを有効または無効にします。

グループモード

グループモード設定は、並列で使用する場合の電流レベル/抵抗値の設定方法を決定します。 Para と Syncの 2 つの設定があります。
Para 設定により、すべての並列化された負荷モジュー
ルを単一の大きな負荷モジュールとして操作できます。
Sync 設定では、単一のユニットの設定を他のすべての並列化された負荷モジュール間で同期できます。
Para 設定で CC モードに設定された 3 つの負荷モジ
ュールでは、すべてのユニットの合計電流は各ユニットの合計です。
たとえば、合計負荷電流を 90A に設定するには、Para 設定の電流レベル設定は 90A になりますが、Sync 設定では 30A になります。
Para 設定
Sync 設定

CC モード例

05/04/22
16 : 50LOAD

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2
Mode
CC

Range
High

90 A
10 A
0.80 A/uS
0.80 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

USB
CH1P
CCDH

80V
main
Configure

05/04/22
16 : 50LOAD

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2
Mode
CC

Range
High

30 A
10 A
0.80 A/uS
0.80 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

USB
CH1S
CCDH

80V
main
Configure73

PEL-2000A Series User ManualCR モード例

CR モードで使用する場合、すべての並列負荷の等価抵抗の式は次のとおりです。

1
1 1 1
  
Re q R1 R 2 Rn
例えば、2 つの負荷モジュールの設定抵抗がそれぞ
れ 100Ω の場合、負荷モジュールの等価抵抗は Para
設定 50Ω になります。Sync 設定では、100Ω になります。
Para 設定

Sync 設定

05/04/22
16 : 50LOAD

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2
Mode
CR

表示モード

74

Range
High

50.0000 Ω
100.000 Ω
0.40 A/uS
0.40 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

USB
CH1P
CRDL

80V
main
Configure

05/04/22
16 : 50LOAD

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2
Mode
CR

Range
High

100.000 Ω
100.000 Ω
0.40 A/uS
0.40 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

USB
CH1S
CRDL

80V
main
Configure

表示モードは、ローカル負荷モジュールに表示される単位（V / I、V / W、I / W、s）を決定します。表示される
単位は、このメニューからのみ制御できます。

操作の説明プログラム機能概要

ノート

プログラムとシーケンス

PEL-2000A シリーズのプログラム機能は、一度に合計 12 の異なるプログラムを使用でき、各プログラムに
10 のシーケンスがあります。 最大 12 個のプログラムをチェーンできます。 プログラム機能は、多数の
Go/NoGo テストを作成できます。
グループユニットモード（73 ページ）では、プログラム機能の実行はサポートされていません。
プログラム機能のシーケンスは、シーケンス機能のシーケンスとは異なります。このシーケンスは、単純な単一の負荷状態です。このシーケンスはシーケンス機能
では、使用できません。
プログラムは、各シーケンス(負荷状態)を連続して実行します。 各シーケンスは、メモリーデータ（メモリーMXXX）から各チャネルの設定を読み込みします。
メモリーデータには、各チャンネルの放電モードや範囲などの設定が保存されます。 特にプログラムされていない限り、各シーケンスはすべてのチャネルを同時に読み込みます。 各チャネルのシーケンスは同期して実行されます。
Sequence001
CH5

Sequence
002

Sequence003

CH5 Active = Off

CH4
CH3
CH2
CH1
Time

各シーケンスには、すべてのチャネルに適用されるいくつかの構成項目があります。
項目
Memory説明
各負荷モジュールの各種設定を読み込みます。
Range: M001～M120
75

PEL-2000A Series User Manual
選択中のシーケンスの実行構成を設定します。
Range: Skip | Auto | Manual
On-Time
シーケンスの実行時間を設定します。
Range: 0.1 ~ 60.0s
Off-Time
シーケンスの停止時間を設定します。
Range: Off(0) | 0.1 ~ 60.0s
P/F-Time
シーケンスの Pass/Fail 時間を設定します。
Range: Off | 0.1 ~ (On-Time +OffTime) - 0.1s
Short-time
シーケンスの Short 時間かどうかを設定します。
Range: Off | 0.1s ~ On-time
Short Channel
シーケンス中に短絡するチャネル
を選択します。
Range: CH1/off ~ CH8/off
シーケンスを順番に実行して、プログラムを作成します。 各プログラムには 10 個のシーケンスがあります。
Run

プログラム

Program 1(P01)

Sequence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

プログラムに必要なシーケンスが 10 未満の場合は、追加のシーケンスをスキップできます（実行されません）。追加のシーケンスって何？
例: シーケンス 2 と 3 はスキップされます。
Program 1
(P01)

76

Sequence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

操作の説明プログラム
チェーン

12 個のプログラムのいずれかをチェーンして、プログ
ラムチェーンを作成できます。 プログラムシーケンスとは異なり、プログラムチェーンは番号順に順番に実行する必要はありません。 任意のプログラムを任意のプ
ログラムにチェーンできます。 プログラムを無限ルー
プにチェーンして、プログラムを無期限に継続することができます。
Program
Chain

Program

12

2

3

4

11

1

5

6

7

8

9

10

上記は、シーケンスを順不同で実行しているプログラ
ムチェーン例です。
Go/NoGo の結果 Go/NoGo の判定が設定されている場合、各チャンネ
ルの GO/NoGo の結果が、すべてのシーケンスと、プ
ログラムに対して表示されます。
G は Go、N は NoGo を表しています。

05/04/22
16 : 50Start
Program no.
Sequence no.
Channel

P
1
1
1
1

S
1
2
3
4

1
G
G
G
G

PROG

Channel2
N
N
N
G

Go/NoGo

Exit

77

PEL-2000A Series User Manual

シーケンス機能
概要

ノート
負荷特性

シーケンス機能は、高解負荷シミュレーションに使用します。 各シーケンスは、負荷状態をリアルタイムか
つ正確に実行するため、負荷プロファイルを作成する
ように構成されています。 シーケンス機能は、CC とCR モードの Static モードのみで使用できます。
シーケンス機能のシーケンスは、プログラム機能に使用する各チャンネルのシーケンスとは異なます。このシーケンスは、プログラム機能で使用できません。
シーケンス機能は、高解像度への負荷をシミュレートすることができます。 各チャネルは、Point ごとに
25us〜60000s 以内で独立して負荷値を変更できます。 並列に使用すると、複数の負荷を同時に設定して、複数の出力電源にかかる負荷をシミュレートできます。
次の図は、DUT 起動時の負荷電流例です。

Pointsシーケンスは 120 までの Point を使用できます。各
Point は異なる継続期間、スルーレートおよび値を使用できます。
シーケンスのどの段階にも、新しい Point を挿入または削除できます。挿入された新しい Point には、両隣の Point の平均値になります。

Points 追加例

下図は、Point3 の後に新しい Point を挿入しています。

78

操作の説明Sequence – Points

Point7

Point6

Point5

Point4

Point3

Sequence - Loop

Point4

Point3

Value

Point2Loop 例Time

シーケンスは、シーケンスの任意の Point から開始して何度もループするようにプログラムできます。
Point3 から、シーケンスは 2 回ループされます。

Point1Loop

Point2

Point1

Value

Time

x2

79

PEL-2000A Series User Manual
On End Of Seq
機能メインフレームに複数のシーケンスがプログラムされている場合、On End Of Seq 機能は、他のすべてのシーケンスの実行が終了しても、（選択されたシーケ
ンスの）負荷電流を指定された値に保持します。

例

End Of Seq. Example
End Of Seq. = 1 Amps

End ofSequences

Seq. 1
Seq. 2
Seq. 3

End Of Seq. = OFFTime

Trig Out

Trig Out 例
CH1: TRIG OUT
設定の場合

Seq.1 は、最後のシーケンスが終了しても、シーケンスの最後で負荷電流を 1A に保持します。
Seq.2 は最長のシーケンスであるため、End Of Seq.
設定を任意としています。
Seq.3 は、シーケンスが終了した後（0 アンペア）オフになります。
トリガー出力機能を使用すると、シーケンスを使用するときに、フレームリンクコネクタ 1 の PIN4 を介してチャネルからトリガーシーケンス信号を出力できます。
Trig Out 機能は、”Channel Duration Time Setting”
メニューで設定できます。
Value

CH1 Sequence
P3
P2
P4 P1
P1

P3
P2

P4

Time
Triggerout
Trigger Sequence by CH1

Time

トリガーシーケンス信号は、各 Point X(P X)の開始時に出力されます。

80

操作の説明Trig In

Trigger In 設定を使用すると、フレームリンクコネクタ
を介してトリガー（Trig Out）を受信した後にシーケンスを開始できます。 Trig In 設定は、フレームにリンクされたメインフレームに使用されます。

ChannelDuration Time
Setting(チャンネル継続
時間設定)

チャンネル継続時間設定機能を使用し、シーケンスのPoint 継続時間を別のシーケンスにインポートできます。 受信側シーケンスに無い Point X は、値がない状態で実行されます。また、送信側シーケンスに無い
Point X は実行されません。

チャンネル継続
時間設定例

CH1 には 6Point(持続時間が長い)が設定され、CH2には 2Point(持続時間が短い)、5 回ループが設定されています。
Value

CH1

Time
P1
Value

P2

P3

P4
CH2

P5

P6

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2

CH1 に CH2 のチャンネル継続
時間を設定

CH1 は、CH1 の P1 と P2 を 5 回繰り返します。CH1の P3, P4, P5, P6 は実行されません。
Value

CH1 import CH2

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2CH2 に CH1 のチャンネル継続
時間を設定

Time

Time

CH2 は、CH2 の P1 と P2 を 1 回実行します。CH1のチャンネル継続時間 P3, P4, P5, P6 は、何も実行されません。
Value

CH2 import CH1

Time
P1

P2

P3

P4

P5

P6

81

PEL-2000A Series User Manual

OCP テスト機能概要

OCP テスト機能は、電源製品の過電流保護をテストするための自動テストを作成します。 操作の詳細については、165 ページを参照してください。
このテストでは、電源装置の過電流保護が作動したときを確認し、過電流保護が作動したときの電圧と電流値を測定できます。 PEL-2000A シリーズには、電源OCP に障害が発生した場合に備えて、ユーザー定義の OCP 設定もあります。
次の図は、OCP テスト機能例を示しています。

82

操作の説明並列 Dynamic モード負荷
概要

PEL-2000A シリーズは、Dynamic モードで動作します。 これは、メインフレームの負荷モジュールが並列に接続され、Dynamic モードに設定されている場合、同じクロックに従って同期的に動作できることを意味します。 本動作は、負荷電流または抵抗が 2 つのプリ
セットレベル間で切り替わります。 並列で使用すると、より高出力の出力をテストできます。 この機能により、PEL-2000A シリーズは、幅広い電力出力でDynamic モードテストを実行できる柔軟性が得られます。
接続の詳細については、51 ページの「並列負荷接続」セクションを参照してください。
次の図は、Load 1 と Load 2 を Dynamic モードで駆動した時のものです。より大きな負荷を駆動することが可能です。
Total load

Load 2
Load 1ノート

同じタイプの負荷モジュールを並列接続して使用する必要があります。

83

PEL-2000A Series User Manual

その他機能の説明
PEL-2000A シリーズには、電子負荷としての基本的な動作や機能の他に、保護機能、動作条件、通信インタフェース、データメモリー機能等、さまざまな動作や機能が使用できます。 本セクションでは、それらの動作や機能について説明します。

保護機能
概要

PEL-2000A シリーズには、過電流保護、過電圧保護、過電力保護、低電圧保護、定電力保護など、いくつかの保護機能があります。
保護機能は、負荷モジュールと DUT の両方を保護するのに役立ちます。保護機能が解除されたときに通知するようにブザーを設定できます。保護機能が動作す
ると、負荷モジュールはアラームを表示します。メイン
フレームにも”Alarm”が表示されます。 アラームが作動すると、負荷モジュールは LOAD オフします。保護設定は、ON, OFF, Clear の 3 つから選択ができます。

05/04/22
16 : 50

Alarm
Alarm

OCP Level
OCP Setting
OVP Level
OVP Setting
OPP Level
OPP Setting
Protection

84

Other

5.075 AOFF
81.6 VON
29.75 WOFF
Go-NoGo

CH1
CCDH

80V
Conf
Previous
ConfigureMenu

操作の説明
過電流保護(OCP)

負荷モジュールを CV, CR,および CP モードで使用
時、過電流状態とならない様に OCP 機能があります。OCP 機能が動作すると、負荷モジュールはLOAD オフになります。
I

CV Mode: OCP

V

CR Mode: OCP

V

CP Mode: OCP

OCP level

IV
OCP level

過電圧保護
(OVP)

I
OCP level

負荷モジュールが過電圧状態とならない様に OVP 機
能があります。OVP 機能が動作すると、負荷モジュー
ルは LOAD オフになります。
CP Mode: OVPCC Mode: OVP
V

I
OVP
level

Power
V

I

OVP level

過電力保護
(OPP)

負荷モジュールが過電力状態とならない様に OPP 機
能があります。OPP 機能が動作すると、負荷モジュー
ルは LOAD オフになります。
逆電圧アラーム RVA は、負荷モジュールに逆電圧が入力された場合動作します。RVP が作動すると、逆電圧入力が除去さ(RVA)れるまでアラーム音が鳴り続けます。
低電圧保護
入力電圧が設定された制限を下回ると、UVP 機能でLOAD オフになります。
(UVP)
CH CONT が External に設定されている場合、UVP
ノート
は検出されません。
定電力保護
CPP は、過度な消費電力を防ぎます。
CPP は固定値です。
(CPP)

85

PEL-2000A Series User Manual

動作条件設定概要
CC Vrange

Von Voltage

Von LatchPEL-2000A シリーズには、幾つかの動作条件設定があります。内容は次のとおりです。
CC Vrange（174 ページ）は、CC モードの電圧範囲をHigh または Low に設定するために使用されます。
CC 電圧範囲は、負荷モジュールの仕様によって異なります。
Von Voltage は、負荷モジュールが電流を流し始める
電圧です。 Von Voltage は、2 つの動作状態(VonLatch: ON/OFF)があります。
ON: 入力電圧が Von Voltage を下回っても電流を流し続けます。

OFF: 入力電圧が Von Voltage を下回ると電流を流す
事を停止します。
下の図に示されているように、Von-Latch がオフに設定されている場合、
Von 電圧制限が作動すると、負荷モジュールは放電を開始します。 出力が Von 電圧制限を下回ると、放電を停止します。
Voltage

Input
Voltage

Von Latch: on -Start

Input
Voltage
Von
Voltage

Input
Voltage

Von Latch: off -Start

Input
Voltage

Input
Voltage
Von
VoltageTime

Von
Voltage
Time

Amp

Amp

Load Load
Current Current
Time

Time

Amp

Load
Current
0A

Von Latch: off -Stop

0A

0A

Time

Load
Current
0A

Time

Von Latch を ON に設定した場合、Von Latch Clear が設定できます。
Von Latch Clear については、210 ページを参照してください。
CH CONT
チャネル制御(Channel Control)。 チャネル制御を
External に設定すると、背面パネルにある Channel
Control コネクタから、負荷モジュールを操作できます。
チャネル制御の詳細については、88 ページを参照して
ください。
86

操作の説明Independent

Independent を ON に設定すると、負荷モジュールを
メインフレームから独立してコントロールできます。メイ
ンフレームから、負荷モジュールをコントロールできません。

Load D-Time

負荷遅延時間(Load Delay Time)は、LOAD key が押された後、負荷モジュール LOAD オンを遅延させるために使用されます（最大 10 秒）。

ただし、Load D Time 設定は、手動で開始された
LOAD オン、または実行時に PEL-2000A シリーズメ
インフレームが自動 Load（196 ページ）に構成されている場合にのみ機能します。
Response
応答設定は、負荷の帯域幅を通常または高速に設定します。
負荷モジュール
2000A: 通常 1kHz, 高速 100kHz
2000B: 通常 200Hz, 高速 20kHz
DUT の電圧範囲が 1V 未満の場合は、通常の帯域幅に設定します。 DUT の電圧範囲が 1V を超える場合
は、高速の帯域幅に設定します。
応答設定は、起動電流を制限するために特に重要です。設定は、186 ページを参照してください。
Step Resolution 電流、抵抗、電圧、および電力の設定では、チャネル
ごとにステップ分解能を構成できます。 ステップ分解
能とは、これらの設定の粗調整のステップ分解能を指します。 微調整は設定できません。詳しくは 183 ページをご覧ください。
CV と CP モードの C Limit 値の設定分解能は設定できません。また、微調整も設定できません。
例えば、CCH（CC ハイレンジ）のステップ分解能が0.5 A の場合、0.5A ステップで値を増加減できます。
…8.0 ⇔ 8.5 ⇔ 9.0 ⇔ 9.5…
各モードの設定分解能は以下の様に表示されます。
放電モード
H レンジ
L レンジ
CC
CCH Step
CCL StepCR
CRH Step
CRL StepCV
CVH Step
CVL Step87

PEL-2000A Series User ManualCP
CPH Step
CPL Step
Short Function ON に設定すると、負荷モジュールの SHORT key が有効になります。
Short Key
Short key を Toggle に設定すると、負荷モジュールのShort key を押すたびに、 負荷モジュールの入力端子は短絡と開放状態が切り替わります。
Short key を Hold に設定すると、負荷モジュールのShort key が押されている間、 負荷モジュールの入力端子は短絡状態になります。
ノート
Short Safety

注意

シーケンスをプログラミングするとき、短絡はチャネルごとに個別に設定できます。
Short Safety を OFF に設定すると、負荷モジュール
は LOAD オフ状態でも、負荷モジュールの Short key
操作で入力端子を短絡状態にできます。
Short Safety を ON に設定すると、負荷モジュールがLOAD オン状態の時だけ、負荷モジュールの Short
key 操作で入力端子を短絡状態にできます。
大電流をショートする場合、保護回路が、働く場合があります。

外部チャンネル制御
概要

外部チャネル制御は、Channel Control コネクタを使用します。 各 Channel Control コネクタで、負荷チャン
ネルの LOAD オンオフ、電圧/電流モニター、外部電圧コントロール操作ができます。 電圧および電流モニ
ターは、定格電流/電圧の 0〜100％を 0〜10V の電圧として出力します。
GPIB
GO / NG OUTPUT

RS232CSER. NO. LB

FRAME CONT

1

2

REPLACE FUSE
AS SPECIFIED
AC input voltage range:
100-120Vac/ 200-240Vac
Frequency: 50/ 60Hz
Power rating: 250VA Max

FUSE RATING
T 3.15A
250V

WARNINGCH CONT 8

CH CONT 7

CH CONT 6

CH CONT 5

TO AVOID ELECTRIC SHOCK THE POWER CORD PROTECTIVE

CH CONT 4

STRIP GAUGECH CONT 3

CH CONT 2

CH CONT 1

10.0 mmGROUNDING CONDUCTOR MUST BE CONNECTED TO GROUND.
FOR CONTINUED FIRE PROTECTION. REPLACE FUSE ONLY WITH
250V FUSE OF THE SPECIFIED TYPE AND RATING.
NO OPERATOR SERVICEABLE COMPONENTS INSIDE.
DO NOT REMOVE COVERS. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

88

DISCONNECT POWER CORD
BEFORE REPLACING FUSEAWG 24

1

1

1

1

1

1

1

1

操作の説明外部電圧につい 外部電圧制御時の 0V～10V は、負荷モジュールの設て定値比で 0%～100% となります。下図のように、外部電圧と設定値比は、比例関係です。
0〜10V の電圧リファレンスは、負荷モジュールの定格
電圧/電流の 0〜100％を表すために使用されます。
以下に示すように、外部電圧リファレンスと定格電圧/
電流は線形関係にあります。 基準電圧を 0〜10V の間で変化させることにより、電圧/電流設定がそれに応じて変更されます。
External Voltage Control
100%

Voltage/
Current
Setting(Percent
Rating)

0%
0V

10V

External Voltage

外部電圧と設定値の関係は、以下の数式より算出できます。

Load Input 

電流モニター

External Voltage
 Rating VorA
10V 

Rating V or A は、負荷モジュールの定格電圧または定格電流です。
電流モニターは、チャンネル制御コネクタの IMON ピ
ンより、電圧に変換されて出力されます。IMON ピンの
0V～10V の電圧は、入力電流を表し、定格電流の割
合 0%～100%として出力されます。
Current Monitor
10V

Current
Monitor
Output0V
0A

Rating current

Load Input Current

89PEL-2000A Series User Manual
実際の電流値を算出するには、以下の数式より可能です。

IMON 

電圧モニター

Load input current
 10V
Rating A

Rating A は、負荷モジュールの定格電流を意味しま
す。
電圧モニターは、チャンネル制御コネクタの VMON ピ
ンより、0V～10V の電圧に変換されて出力されます。
VMON ピンの 0V～10V の電圧は、入力電圧を表し、定格電圧の割合 0%～100%として出力されます。
Voltage Monitor
10V

Voltage
Monitor
Output0V
0V

Load Input
VoltageRating voltage

実際の電圧値を算出するには、以下の数式より可能です。

VMON 

LOAD オン90

Load input voltage
10V
Rating V

Rating V は負荷モジュールの定格電圧を意味します。
LOAD オン(Load On)端子が、 アクティブ Low にすると、LOAD オンとなります。アクティブ Higｈにすると、LOAD オフになります。
外部アナログコントロールにて、LOAD オンを設定されている場合は、他の制御(メインフレーム、負荷モジュール、デジタル制御)にて、LOAD オン可能です。但し、外部アナログコントロールにて、LOAD オフを設定されていると他の制御から LOAD オン信号が、入力されても LOAD オンになりません。
配線、設定に関する詳細は、56 と 270 ページを参照
してください。

操作の説明通信インタフェース
概要

PEL-2000A シリーズは、RS-232C, LAN, USB および GP-IB の何れか一つで、メインフレームをリモートコ
ントロールができます。
リモートコントロールの詳細については、PEL-2000A
シリーズのプログラミングマニュアルを参照してください。
接続オプションと構成については、以下のオプションを参照してください。
RS-232C の設定

217 ページ

LAN の設定
USB の設定

220 ページ
218 ページ

GP-IB の設定

224 ページ

データメモリー機能概要

PEL-2000A シリーズは、チャンネルごとの多様な設定項目データを、メモリーへの保存と呼び出しができます。データの種類は、以下の 4 種類です。
・ Preset・ Memory
・ Setup
・ SEQ
これらのデータは、内部メモリーまたは、USB メモリーに保存、呼び出しが可能です。
各チャネルには、データタイプごとに専用のメモリーがあります。各種データは、ファイルとしてメモリーへの保存と呼び出しができます。

91

PEL-2000A Series User Manual
Preset データ
説明

Preset データは、一般的なチャンネル設定が含まれ、チャンネルごとに 10 個のデータをメモリーに保存できます。Preset データの保存と読み出しは、230 と249 ページを参照してください。
Preset データの内容は Memory データと同じで、クイック保存と読み出し操作(259 ページ参照)ができます。
内部フォーマット: P0～P9
外部フォーマット: 20X0X_XX. P

Memory データ
説明

Memory データは、一般的なチャンネル設定が含まれ、チャンネルごとに 120 個のデータをメモリーに保存できます。Memory データの保存と読み出しは、
228 と 244 ページを参照してください。
Memory データの内容は Preset データと同じで、プログラム機能のシーケンス内容(75, 142 ページ参照)として使用されます。
内部フォーマット: M001~M120
外部フォーマット: 20X0X_XX.M

Preset およびMemory データ
内容

CHAN 設定 Mode
内容
Range
Go/NoGo SPEC Test
動作内容
Entry ModeHigh

Static/Dynamic
CV response speed
Delay Time
CenterLow

SEQ データ説明 SEQ データには、シーケンス設定内容です。 SEQ データは、USB メモリーのみ保存できます。
SEQ データは、プログラム機能のシーケンス内容デ注意
ータではありません。
内部フォーマット: N/A (内部バッファ)
外部フォーマット: 20X0X_XX. A
SEQ データ内容 Seq 編集 Point
内容
Loop 内容

92

Value
Slew rate
RepeatOn End Of Seq.

Duration timeSlew rate
Start of Loop
CC Vrange

操作の説明Setup データ説明

Setup データは 4 つのメモリーに保存できます。
Setup データには、Memory データ、プログラム設定
内容、プログラムチェーン設定内容、プログラム実行
CH 設定、PEL-2000A 各種設定が含まれます。
Setup データは内部メモリーまたは USB メモリーに保存できます。Setup データの保存と読み出しは、
232 と 241 ページを参照してください。

注意

SEQ は、シーケンス機能の SEQ データではありません。
内部フォーマット: Setup Memory 1～4
外部フォーマット: 200X0_XX. S

Setup データ
内容

Memory データ、PEL-2000A 各種設定
プログラム
設定内容

プログラム
チェーン
設定内容
プログラム
実行
CH 設定

PROG
MemoryRun
On-TimeShort Ch
Start

SEQ
Off-Time
P/F-Time
Short-Time
Sequence Chain Set:
P01 ~ P12

Active Channel:
CH01 ~ CH0893

PEL-2000A Series User Manual
保存:
内部メモリー

データを内部メモリーに保存する時、指定チャンネル(Current Channel)または、全チャンネル(AllChannel)データ一括を選択できますが、データタイプ
によっては、保存できるデータが、異なります。
Current Channel All Channel
テータタイプPresetMemorySEQ (単 CH 保存) ─

Setup
─

保存:
外部メモリー

指定チャンネルの USB に保存できるのは、SEQ、Memory、および Preset データのみです。
4 つのデータタイプ（SEQ、Memory、Setup、Preset）
は、全チャンネルを USB に保存できます。
Current Channel All Channel
データタイプPresetMemory


SEQ

Setup
─

USB の保存/呼び出し

指定チャンネルのデータを USB に保存するには、データをまず内部メモリーに保存する必要があります。
データが内部メモリーに保存された後、すべてデータ
はファイルで、USB に保存可能です。
USB
File.M

Memory Data

M001
M002
M003
M004

M001
M002
M003
M004

M117
M118
M119
M120

94

Channel X
Internal Memory

~
M117
M118
M119
M120

Current
ChannelMemory Data

操作の説明
保存されたファイル(データ)を呼び出す場合は、逆になります。ファイルは、USB メモリーから内部メモリーに呼び出されます。その後、内部メモリーからデータ
が、各チャンネルに呼び出されます*。
*SEQ.データは除きます。
すべての保存/呼 全チャンネルのデータを一括保存する場合、SEQ,
び出し
Preset, Memory, Setup の全チャンネルのデータをまとめて保存可能です。プリセット、メモリーのデータ
は、各チャンネルのファイルのディレクトリ(ALL0000ALL0099)に保存され、設定データは、1 つのファイルに保存されます。
USB

Save All Channels

ALL0000 (Directory)
File_CH1.M
File_CH8.M
M001
M001
M002
M002
M003
M003
M004
M004

~

M117
M118
M119
M120

~

~

M117
M118
M119
M120

CH1 Memory

CH8 Memory

M001
M002
M003
M004

M001
M002
M003
M004

~

M117
M118
M119
M120

~

~

M117
M118
M119
M120

保存されたファイルを呼び出すには、その逆は当てはまりません。
ファイルは、各チャネルに個別に呼び出す必要があります。

95

PEL-2000A Series User Manual

ファイルフォーマット
指定チャンネル

ファイル名フォーマット

Memory データ

2030R_00.M

Preset データ
SEQ データ

1

2 3 4

1: 負荷モジュールタイプ
2020 = PEL-2020A
2030 = PEL-2030A
2040 = PEL-2040A
2041 = PEL-2041A
2: シングルチャンネルモデ
ルのチャネル位置または電圧範囲。
R = Right
L = Left
0 = 単チャンネルまたは未使用
3: ファイル番号保存
0 ~99
各連続保存の後に 1 増加します。
4: ファイルの拡張
M = Memory データ
P = Preset データ
A= SEQ.データ

全チャンネルディレクトリフォーマット

ALL_0000

1: 全チャンネルの共通ディ
レクトリ名

1

2: ディレクトリ番号:

20000 ～ 0099

96

操作の説明全チャンネル
Memory データ
Preset データ
SEQ データ
Setup データ

ファイルフォーマット

2230R_C1.M
1

2 3 4

20040_00.S
1 2 3 4

1: 負荷モジュールタイプ
2020 = PEL-2020A
2030 = PEL-2030A
2040 = PEL-2040A
2041 = PEL-2041A
2:チャネル、シングルチャン
ネルモデルの電圧範囲またはメインフレーム表示
R = Right
L = Left
0 = 単チャンネル
3: チャンネル番号
C1 = CH1C2 = CH2
等
00 = 全チャンネル(Setup データ)
4: ファイルの拡張
M = Memory データ
P = Preset データ
A= SEQ.データ
S= Setup データ

97

PEL-2000A Series User Manual

操作概要
ローカルモード操作 ................................................ 99
単チャンネル負荷 .................................................100
並列負荷モジュール .............................................101
プログラム機能 ..................................................... 102
シーケンス機能 .....................................................104
フレームリンク接続 ...............................................105
Channel Control ................................................. 107
一般設定オプション ...............................................109

98

操作概要

ローカルモード操作
ローカルモード操作は、負荷モジュールフロントパネルで負荷モジュー
ルを操作できます。(ローカルモード操作時の負荷モジュールを、ローカ
ル負荷モジュールと表現します。)
ローカル負荷モジュールは、メインフレームとは独立して操作ができます。 ただし、ローカル負荷モジュールは、放電モード変更はできません。
グループユニットモードは、ローカル負荷モジュール操作はできません。
DUT

基本操作
1 セットアップ2 接続
3 チャンネルの選択
4 操作選択5 LOAD
オン/オフ

説明参照
各負荷チャンネルが適切に設定されて 35 ページ
いるか確認します。
負荷モジュールの入力端子を DUT に 43 ページ
接続します。
任意の負荷チャンネル、値(A/B)、R/L 113 ページ
が、選択されていることを確認します。
CC と CR モードは、Static と Dynamic 114 ページ
モードが選択可能です。
LOAD key を押して、負荷モジュール 115 ページ
を LOAD オン/オフします。

オプション操作説明
6 表示内容選択 負荷モジュールの表示内容を、
DISPLAY key で選択します。
7 Short 機能選 Short 機能(ON/OFF, Toggle/Hold)を択設定します。
8 負荷の短絡
負荷を短絡するには、SHORT key を使用します。
9 負荷モジュー 各負荷モジュールは Independenton
ル独立制御選 ON にて、独立制御設定ができます。
択
10 Slave knob で 負荷モジュールの Slave knob 操作にの設定値増減 よる設定値増減量が設定できます。

参照
117 ページ
176 ページ
116 ページ
180 ページ

212 ページ99

PEL-2000A Series User Manual
11 Slave knob 操 Slave knob 操作時の負荷モジュール 205 ページ
作表示選択の表示を、測定値または設定値にします。

単チャンネル負荷
単チャンネル負荷は、DUT を手動ですばやくテストしたり、メインフレー
ムパネルを使用してプログラムシーケンスのチャネル設定を構成したりするために使用されます。
DUT

基本操作
1 セットアップ2 接続
3 チャンネルの選択
4 放電モードの
選択

説明

参照

各負荷チャンネルが適切に設定され 35 ページているか確認します。
負荷モジュールの入力端子を DUT 43 ページに接続します。
メインフレームで負荷チャンネルを選 120 ページ
択します。
負荷モジュールの放電モードを選択 CC: 121 ページ
CV: 134 ページ
します(CC, CV, CR, CP)。
CR: 127 ページ
CP: 138 ページ

5 レンジの選択

負荷モジュールのレンジ(High, Low) CC: 121 ページ
CV: 136 ページ
を選択します。
CR: 128 ページ
CP: 140 ページ

6 操作の選択

Static と Dynamic モードを選択しま
す(CC と CR モードのみ)。

7 Dynamic
モード
レベル(CC,CR)

Dynamic モードレベル、スルーレー CC: 123 ページ
ト、タイマーを設定します。CC と CR CR: 129 ページ
モードのみで可能です。

100

CC:122, 125
ページ
CR: 129, 131
ページ

操作概要
8 Static モード A(B)の値、スルーレート(CC、CR)、
レベル値(CC, 電流制限(CV)を設定します。
CV, CR, CP)

CC: 125 ページ
CV: 134 ページ
CR: 132 ページ
CP: 138 ページ

9 Go/NoGo

Go/NoGo 設定をします。

187 ページ

10 保護設定

プロテクションを設定します。

170 ページ

11 LOAD
オン/オフ

LOAD キーを押して、負荷モジュー
ルの LOAD オン/オフをします。

オプション操作
12 オプション
設定

説明

参照

すべてのチャンネルに適用できる設定が多数あります。詳細は”一般設
定オプション”を参照してください。

109 ページON/
LOAD OFF

並列負荷モジュールグループユニット設定により、同じモデルの負荷モジュールをすばやく簡
単に並列セットアップできます。 ただし、グループユニットの設定は、CCと CR モードにのみで使用できます。
DUT

基本操作
1 セットアップ2 接続
3 グループユニット設定
4 放電モード設定
5 レンジの設定

説明参照

各負荷チャンネルが適切に設定され 35 ページているか確認します。
負荷モジュールの入力端子を DUT 43 ページに接続します。
グループユニットを有効にします。
191 ページ
放電モードを、CC または CR モード CC: 121 ページ
CR: 127 ページに設定します。
負荷モジュールのレンジ(High, Low) CC: 121 ページ
CR: 128 ページ
を選択します。

101

PEL-2000A Series User Manual
6 操作の選択

Static または Dynamic モードを選択 CC:122, 125
ページします。
CR: 129, 131
ページ

7 Dynamicモード
レベル設定
8 Static モード
レベル値設定9 Go/NoGo

Dynamic モードレベル、スルーレー
ト、タイマーを設定します。

CC: 123 ページ

A(B)の値、スルーレートを設定します。
Go/NoGo 設定をします。

CC: 125 ページ

10 保護設定

プロテクションを設定します。

170 ページ

11 LOAD
オン/オフ

LOAD キーを押して、負荷モジュー
ルの LOAD オン/オフをします。

オプション操作
12 オプション
設定

説明

CR: 129 ページ

CR: 132 ページ

187 ページON/
LOAD OFF参照

すべてのチャンネルに適用できる設 109 ページ
定が多数あります。詳細は”一般的な構成オプション”を参照してください。

プログラム機能プログラム機能を使用する場合、特別に設定しない限り、全てのチャンネルが同時に動作します。各チャンネルは、Memory データに保存されているチャンネル設定で動作します。
DUT

基本操作
1 セットアップ

説明参照
各負荷チャンネルが適切に設定され 35 ページているか確認します。

2 接続

負荷モジュールの入力端子を DUTに接続します。

3 チャンネルの選択

メインフレーム上の負荷チャンネルを 120 ページ
選択します。

102

43 ページ操作概要
4 チャンネルの設定「単チャンネル負荷」を参照して、各チャンネルの設定をします。負荷はLOAD オンにしないでください。

100 ページ

5 Memory デー 手順 4 で設定したチャンネル設定
228 ページ
タへの保存を、任意の Memory データ(M001M120)に保存します。
6 チャンネル設 手順 4, 5 を繰り返し行い、プログラ
定と保存
ムの SEQ に使用する Memory デー
タ(チャンネル設定)を保存します。
7 複数の各チャ 複数のチャンネルの設定が必要であ
ンネル
れば、手順 1-6 を残りのチャンネルに行ってください。
8 プログラムの プログラムメニューに入り、プログラ 142 ページ
SEQ 設定ム SEQ を設定します。
9 SEQ の保存 Save (F3) key でプログラムの SEQを保存します。
10 プログラムチェ 必要であれば、プログラムチェーンを 145 ページーン
作成可能です。
11 プログラムの Save (F3) key でチェーンメニューに保存
チェーンを保存します。
12 設定の保存
Setup データを保存します。
232 ページ
13 実行プログラムシーケンス/チェーンを実 148 ページ
行します。

103

PEL-2000A Series User Manual

シーケンス機能
シーケンス機能は、負荷を正確にシミュレートするために使用されます。
各シーケンスは独立しているため、シーケンスは複数の出力電源をテストするのに最適です。
DUT

基本操作
1 セットアップ説明

2 接続

負荷モジュールの入力端子を DUTに接続します。
メインフレームより、負荷チャンネルを選択します。
シーケンスを作成します。

3 チャンネルの選択
4 シーケンスの設定
5 シーケンスループ
6 複数チャンネ
ル
7 チャンネル継
続メニュー参照

各負荷チャンネルが適切に設定され 35 ページているか確認します。
43 ページ120 ページ
154 ページ

必要に応じて、シーケンスループを 157 ページ
作成します。
複数のチャンネルにシーケンス設定
する場合、他のチャンネルに手順 15 を実行します。
シーケンスのチャンネル継続情報を 159 ページ
編集します。シーケンスを含むチャンネルがオフになっていないことを確認します。

8 トリガーチャン 必要に応じて、トリガーの出力チャネ 159 ページ
ネル設定
ルと入力チャネルを設定します。
8 実行
シーケンスを実行します。
163 ページ

104

操作概要

フレームリンク接続
フレームリンク接続は、最大 4 つのスレーブメインフレームをマスターメ
インフレームに接続するために使用されます。 フレームリンク接続を使用する場合、マスターユニットの制御下で多数の操作を並行して実行することができます。
DUT
DUT
DUT
DUT

基本操作
1 セットアップ
2 設定

説明
参照
メインフレームを、フレームリンク接続 53 ページ
します。
すべてのメインフレームの Frame
199 ページ
CONT を ON に設定します。
FRM
USB
05/04/22
LOAD
16 : 50
最初は、マスターとスレーブの両方が独立しています。
FRM（フレームマスター）は、各メインフレームのトップ
パネルに表示されます。 メインフレームをスレーブユニットとして接続すると、FRM アイコンが FRS（フレームスレーブ）に変わります。 スレーブモード（FRS）の場
合、フロントパネルのキーはスレーブユニットで無効になります。
Slave mode:

FRM

FRS

Master/Independent:

FRM
3 チャンネル設 チャンネル設定の詳細は、別途操作
定方法を参照してください。

100, 101 ペー
ジ

105PEL-2000A Series User Manual
4 実行

負荷を実行するには、マスターメインフ
レームの LOAD キーを押します。停止
するには、もう一度押します。LOAD キーが押されるとすべての負荷がLOAD オンになります。

ON/
LOAD OFF

オプション操作 説明参照
5 Preset デー メインフレームおよび、接続されたスレ 261 ページ
タの読み出し ーブすべての、Preset データを読み出します。
6 Setup データ メインフレームおよび、接続されたスレ 260 ページの読み出し ーブすべての、Setup データを読み出
します。
LOCAL
7 スレーブを独 スレーブユニットで、シフト + CHAN を
SHIFT+ CHAN
立に設定
押して、スレーブユニットのローカル制
御を可能にします。

FRS
注意

106

FRM

LOAD オンが実行されるか、マスター メインフレームからメモリーがリコールされると、スレーブ ユニットはメイ
ンフレームの制御に戻ります。
マスターメインフレームとスレーブメインフレームの両方に同じファームウェアがインストールされていることを確
認します。

操作概要

Channel Control
リアパネルの Channel Control コネクタは、最高 8 チャンネルまでの状態を制御、モニターするために使用できます。Channel Control の詳細
は、88 ページを参照してください。
External control

DUT
DUT
DUT
DUT

基本操作
1 セットアップ

説明参照
各負荷チャンネルが適切に設定され 35 ページているか確認します。

3 接続

負荷モジュールの入力端子を DUTに接続します。

43 ページ

4 コネクタ配線

外部チャネル制御で使用するチャンネルの Channel Control コネクタに配線をします。

56, 270 ページ

5 電源オン

PEL-2000A シリーズメインフレームの電源をオンにします。
6 チャンネル設 手順 4 配線されたチャンネルの放電
定モード(CC または CV)*とレンジ(Highまたは Low)*をフロントパネルから選択します。
7 外部制御設定 手順 4 配線されたチャンネルの CH
CONT を External に設定します。
ノート

CC: 121 ページ
CV: 134 ペー
ジ
178 ページ

Channel Control コネクタを IMON と VMON のみに使用する場合、CH CONT を External に設定する必
要はありません。

8 実行

Channel Control コネクタに、Low 信 56, 88 ページ
号入力する。 または、メインフレームの LOAD キー*を押します。

9 モニター

IMON と VMON を使用して、負荷入 88 ページ
力の電流と電圧をモニターします。

107

PEL-2000A Series User Manual
10 終了

Channel Control コネクタに High 信号を入力する。 または負荷モジュー
ルまたは、メインフレームの LOAD キ
ーを押します**。
* 放電モードとレンジは、フロントパネルからのみ設定可能です。Channel Control コネクタからは設定できません。
** LOAD オン/オフ操作は、常に LOAD キーで操作できるとは限りません。詳細は、90 ページを参照してくだ
さい。

108

操作概要

一般設定オプション
各チャンネルには、いろいろなオプションが用意されています。オプショ
ン内容は、下記をご参照ください。
オプション
CC Vrange
Von Voltage

説明
詳細ページ
CC 電圧レンジの High/Low を選択しま 174 ページ
す。
Von Voltage を設定します。
175 ページ

Short Settings Short Function / Key / Safety を設定し 176 ページ
ます。
CH CONT
Channel Control のオン/オフを選択し 178 ページ
ます。
Independent
負荷モジュール制御を、メインフレーム 180 ページ
制御/独立制御を選択します。
Delay Time
各負荷チャンネルの遅延時間を設定し 181 ページます(0～10 秒)。
Clear All
全ての保護アラームを解除します。
173 ページ
Protection
Display
メインフレームの LCD Display の
198 ページ
Contrast, Brightness を調整します。
Control type
Knob Type を設定します。
201 ページ
Slave Knob
Slave Knob を設定します。
205 ページ
アラーム音を設定します。
203 ページ
Step resolution 各放電モードのステップ分解能を設定し 183 ページ
ます。
Response
Response を設定します。
186 ページ
Date, Time
日付と時間を設定します。
215 ページ
Alarm

Sound

メインフレームのサウンドを、オン/オフ
を選択します。

197 ページ

109

PEL-2000A Series User Manual操作
PEL-2000A シリーズの操作方法を説明います。本機の操作詳細例は、
98 ページの操作概要を参照してください。

負荷モジュール操作 ............................................. 113
チャンネルの選択 ......................................................... 113
Static / Dynamic モードの選択 ................................... 114
LOAD オンオフ操作 ..................................................... 115
ショート操作 .................................................................. 116
出力一覧の表示 ........................................................... 117
CC/CR/CV/CP A/B 値の編集 ..................................... 118

メインフレームの基本的な操作 ............................. 119
ヘルプメニュー .............................................................. 119
チャンネルの選択 ......................................................... 120
CC モード選択 .............................................................. 121
CC レンジの選択 .......................................................... 121
CC Dynamic モードの選択.......................................... 122
CC Dynamic モードパラメータの編集 ......................... 123
CC Static モードの選択 ............................................... 125
CC Static モードパラメータの編集 .............................. 125
CR モード選択 .............................................................. 127
CR レンジの選択 .......................................................... 128
CR Dynamic モードの選択.......................................... 129
CR Dynamic モードパラメータの編集 ......................... 129
CR Static モードの選択 ............................................... 131
CR Static モードパラメータの編集 .............................. 132
CV モード選択 .............................................................. 134
CV パラメータの編集.................................................... 134
CV レンジの選択 .......................................................... 136
CV 応答スピードの選択 ............................................... 137
CP モード選択............................................................... 138
CP パラメータの編集.................................................... 138110

操作
CP レンジの選択 .......................................................... 140

プログラム機能 .................................................... 141
プログラムのシーケンスの作成 ................................... 142
プログラムのチェーン作成 ........................................... 145
プログラムの実行 ......................................................... 148

シーケンス機能 .................................................... 154
シーケンスの作成 ......................................................... 154
シーケンスループの作成 .............................................. 157
チャンネル継続時間の設定 ......................................... 159
シーケンスの実行 ......................................................... 163

OCP テスト機能 ................................................... 165
チャンネルのオプション設定 ................................. 169
Protection 設定メニューへのアクセス ......................... 169
プロテクション設定(OCP/OVP/OPP/UVP) ................ 170
プロテクションクリア機能 .............................................. 173
CC 電圧レンジの設定 .................................................. 174
Von 電圧と Von ラッチの設定 ..................................... 175
SHORT key 設定 ......................................................... 176
外部チャンネル制御の設定 ......................................... 178
Independent の設定 .................................................... 180
LOAD オン負荷遅延時間の設定 ................................ 181
ステップ分解能の設定.................................................. 183
Response 設定 ............................................................ 186
Go/NoGo 動作 ............................................................. 187
グループユニット ........................................................... 191

メインフレーム設定 ............................................... 194
システム情報へのアクセス........................................... 194
電源オンでの負荷状態設定 ........................................ 196
スピーカーの設定 ......................................................... 197
ディスプレイ設定の調整 ............................................... 198
フレームリンク制御の設定 ........................................... 199
Selector knob の設定 .................................................. 201
アラーム音の設定......................................................... 203
Go/NoGo アラーム音の設定 ....................................... 204
Slave Knob の設定 ...................................................... 205
言語セッティングの参照 ............................................... 206
High Resolution 動作の設定 ...................................... 207
111

PEL-2000A Series User Manual
System Mode の設定 .................................................. 208
Von Latch Clear の設定.............................................. 210
測定サンプルレートの設定 .......................................... 211
Slave knob 操作による設定値増減量の設定 ............ 212
RVP 動作による Load オフの設定.............................. 214
日付と時刻の設定 ........................................................ 215

インタフェース設定 ............................................... 217
RS-232 の設定............................................................. 217
USB の設定 .................................................................. 218
LAN の設定 .................................................................. 220
RS-232C, LAN および USB-CDC 機能チェック ........ 221
GP-IB の設定 ............................................................... 224
GP-IB 機能チェック ...................................................... 226

データの保存/呼び出し ......................................... 228
Memory データの保存/呼び出し ................................. 228
Preset データの保存/呼び出し .................................... 230
Setup データの保存/呼び出し ..................................... 232
USB メモリーの操作 ..................................................... 235
Setup データを USB メモリーに保存/呼び出し .......... 241
Memory データを USB メモリーに保存/呼び出し ...... 244
Preset データを USB メモリーに保存/呼び出し ......... 249
Sequences データを USB メモリーに保存/呼び出し . 254
Preset データのクイック保存/読み出し ....................... 259
Setup データ呼び出し (フレームリンク) ...................... 260
Preset データの呼び出し (フレームリンク) ................. 261
各種設定の工場出荷/ユーザー設定状態化 ............... 262

112

操作

負荷モジュール操作
ローカルモード操作で、各チャンネル(負荷モジュール)の操作ができます。設定項目により設定変更が、メインフレームに反映されます。このセクションでは、特に指定しない限り、負荷モジュールの Knob と Key で操作を説明しています。

チャンネルの選択
概要

各チャネルは、負荷モジュールを使用して個別に選択できます。 負荷モジュールのチャネルの変更は、デュアルチャンネル負荷モジュールにのみ可能です。
シングルチャンネ シングルチャンネル負荷モジュールでは、負荷モジュ
ルタイプの操作 ールの任意のキーを押すと、そのチャネルが選択されます。
デュアルチャンネ デュアルチャンネル負荷モジュールでは、任意のチャルタイプの操作 ンネルの負荷モジュール上で、いずれかのキーを押します。 R/L key を押して、負荷モジュールのチャン
R/L
ネルを切り替えます。 L/R が、左下に表示され、負荷モジュールのどちらのチャンネル(左側：L/右側：R)が指定したかを示します。

ノート

シングルチャンネル負荷モジュールでは、A/B key を押すと Static モードのレベル A/B が、切り替わります。
グループユニットを有効にすると、チャンネルを選択で
きません。

113

PEL-2000A Series User Manual

Static / Dynamic モードの選択
概要

各負荷チャンネルは、別個に Static または、Dynamic
モードに切り替え可能です。

基本操作
1 チャンネル選択
2 操作選択説明
任意のチャンネルを選択します。

ノート

114

STATIC/DYNA key を押して、Static とDynamic モードを切り替えます。
選択された操作は、LCD Display に表示されます。

参照
113 ページ
STATIC/
DYNA.

すべての変更は、LCD Display 上に表示され、設定に応じて、メインフレームに反映されます。

操作

LOAD オンオフ操作
概要

負荷モジュールを操作して、各チャンネルの LOAD オ
ンオフ操作ができます。

基本操作
1 チャンネル
選択
2 LOAD オン
操作

説明
任意のチャンネルを選択します。

ノート参照
113 ページ

LOAD key を押して、チャンネルをLOAD
LOAD オンさせます。
LOAD オンされたチャンネルは、チャンネル番号の下に下記の様に表示されます。
表示説明デュアルチャンネル負荷モジュール左チャン
ネル LOAD オン
デュアルチャンネル負荷モジュール左チャン
ネル LOAD オン
シングルチャンネル負荷モジュール LOADオン

3 LOAD オフ
操作

LOAD key を押します。
LOAD

115

PEL-2000A Series User Manual

ショート操作概要

SHORT key は、負荷モジュールの入力端子を短絡状態するために使用されます。Short 機能は、チャンネルごとに個別に設定できます。

基本操作
1 チャンネル
選択
2 Short 機能
設定
3 LOAD オン
操作
4 SHORT key
操作

説明
任意のチャンネルを選択します。

参照
113 ページ

ショート機能を設定します。

176 ページ

Short Safety が ON の場合、LOAD オ
ンにしてください。

LOAD

SHORT キーを押すと、ショート状態に
なります。

SHORT

ショート状態の時、下記の様に”Short”と表示されま
す。

Short

Short key 設定

ノート

116

Toggle: SHORT key を押すたびに、ショートとオープンを繰り返します。
Hold: SHORT key が押されている間だけ、ショートになります。
グループユニットモードでは、負荷モジュール操作でのショート機能は使用できません。

操作

出力一覧の表示概要
DISPLAY key
操作

DISPLAY key 操作で、負荷モジュールの表示を切り替えます。
DISPLAY key を繰り返し押して、任意
DISPLAYの表示を選択してください。
電圧
電流
電力
LOAD オン 時間

ノート

グループユニットモードでは、DISPLAY key 操作で表示を切り替える事はできません。

117

PEL-2000A Series User Manual

CC/CR/CV/CP A/B 値の編集
概要

Slave Knob は、Static モードで A 値または B 値（シングルチャンネル負荷モジュール）を設定できます。

基本操作
1 Static モード
設定
2 値の選択説明参照
Static モードであることを確認してくださ 114 ページ
い。
A/B key を使用してチャンネルを選択まA/B
たは、A 値/B 値を選択します。

3 微調と粗調
Slave Knob を押して、微調モードと粗設定切り替え 調モードを切り替えます。

SEt - C: 粗調モード

4 値の編集ノート

118

SEt - F: 微調モード

スレーブノブを回して、選択したモードの A/B 値を編集(増減)します。

Slave Knob が「Measure」に設定されている場合、負荷モジュール LCD Display に値を表示するには、最初に Slave Knob を押す必要があります。
グループユニットモードのこの方法では、A/B 値を編集することはできません。

操作

メインフレームの基本的な操作
メインフレームの基本的な操作では、特に指定しない限り、メインフレー
ムパネルの Knob と Key で操作を説明しています。

ヘルプメニュー
概要

ファンクションキーが、押された時または、メニューを開いた時、HELP キーを押して説明を表示できます。

基本操作
1 HELP key
操作

説明
参照
HELP key を押して、ヘルプを表示しま
UTILITYす。
機能またはメニュー項目の詳細な説明
HELPが表示されます。

05/04/22
16 : 50
File System
The system is able to save and recall anumber of different data types for eachchannel:Memory, Preset, Sequence And,a data type for all channels is Setup.
All data types can be saved and recalled
to internal memory or saved to a external
Help
On Help

2 スクロールダウン

Selector knob を使用し、スクロールダ
ウンができます。
ヘルプニュー内容の確認ができます。

3 終了

Exit(F5) key を押して、HELP メニュー
を終了します。

Configure
Exit

F1
F5

~
119

F5

PEL-2000A Series User Manual

チャンネルの選択
概要

ノート
基本操作
1 CHAN key
操作

メインディスプレーは、各チャンネルを別々に制御するために使用できます。負荷モジュールは、シングルとデュアルチャンネルタイプがあります。
グループユニットモードを有効にすると、チャネル選択ができません。
説明
CHAN key を押します。

参照
LOCAL

CHAN
2 チャンネル
選択

Selector knob を回してチャンネルを選択します。
選択チャンネルは、画面の右上にオレンジ色で強調表示されて表示されます。

05/04/22
16 : 50

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2Mode
CC

3 Enter 操作

120

Range
High

0.80 A
0.50 A
0.80 A/uS
0.80 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

Selector knob または、Enter キーを押すと、選択されたチャンネルが編集
できます。

CH1
CCDH

80V
main
Configureor ENTER

操作

CC モード選択
概要

PEL-2000A シリーズは、CC モードで動作します。

基本操作
1 チャンネル
選択
2 CC モード
選択

説明参照
チャンネルの選択を参考に、放電モード 120 ページを設定するチャンネルを選択します。
F1 key を使用して、放電モードを切り替F1F1えることができます。
CC モードを選択します。

~

Mode
CC

ノート

Mode
CR

Mode
CV

F5

Mode
CP

放電モード、の変更は、選択中の指定チャンネルのみに影響します。他のチャンネルは、変更の影響を受けません。

CC レンジの選択
概要

CC モードは、High と Low レンジで使用できます。レンジは、負荷モジュールによって異なります。

基本操作
1 CC モード
選択

説明

メニューが、CC モードになっていること 121 ページを確認します。
Mode
CC

2 レンジ選択

参照

Range
High

Dynamic

Configure

Range (F2) key を押して、レンジ Highまたは Low を選択します。
Range
High

Range
Low

F1
F2

~

121

F5

PEL-2000A Series User Manual
レンジは、下部のメニューシステムと操作チャネルステータスの両方に表示さ
れます。

CH1P
CCDH

右図に表示されている文字は、以下を意味しています。
CCDL: CC Dynamic モード L レンジ
CCDH: CC Dynamic モード H レンジ
CCL: CC Static モード L レンジ

ノート

80V
main

CCH: CC Static モード H レンジ
レンジの変更は、選択中の指定したチャンネルのみに影響します。他のチャンネルは、影響を受けません。
すべての負荷モジュールが 2 つのレンジで動作する
わけではありません。通常は、High レンジです。

CC Dynamic モードの選択
概要

CC モードは、Dynamic モードで使用できます。
Dynamic モードは、2 つの電流値を自動的に設定するために使用されます。

基本操作
1 CC モード
選択

説明

メニューが、CC モードになっていること 121 ページを確認します。
ModeCC

2 Dynamic
モード選択

122

Range
High

Dynamic

ConfigureF3 key を押して、Dynamic モードを選択します。
Dynamic

ノート

参照

F1
F3

~

StaticStatic と Dynamic モードの変更は、選択中のチャンネルのみに影響します。

F5

操作

CC Dynamic モードパラメータの編集
概要

CC Dynamic モードには、2 つの電流値、スルーレー
ト、タイマーがあります。
スルーレートでは、電流値があるレベルから次のレベルに変化するスピードを設定できます。
タイマーは、各チャンネルがレベル 1 とレベル 2 をそれぞれ保持する時間を設定できます。

パラメータ

設定するパラメータを以下に記載します。パラメータの詳細は、62 ページを参照してください。
Level 10 ～ 最大設定電流Level 20 ～ 最大設定電流
Slew Rate

負荷モジュールにて異なります。

Slew Rate
Timer1

単位: A/us

Timer20.025～30000.0 ms

0.025～30000.0 ms

ノート

グループユニットモードで使用する場合、Level 1 とLevel 2 の範囲は、グループユニットモードで使用されるすべての負荷モジュールの合計です。

基本操作
1 CC モード
選択

説明参照
メニューが、CC Dynamic モードになっ 122 ページていることを確認します。
ModeCC

2 パラメータ
選択

Range
High

Dynamic

Configure

Selector knob を使用して Level 1 を選択します。

123

PEL-2000A Series User Manual

05/04/22
16 : 50

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2
Mode
CC

Range
High

0.80 A
0.50 A
0.80 A/uS
0.80 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、編集モードに入ります。
次に、ノブを回して任意の設定値を入
力します。

3

または
数字パッドを使用して任意の設定値を入力します。

Level1
4 編集の確定
5 その他の
パラメータ
編集
注意

CH1P
CCDH

80V
main
Configure

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

CLEAR

0.80 A

Selector knob または、Enter キーを
or ENTER
押して設定を確定します。
他のパラメータにも手順 2～4 を繰り返します。

Level 1/Level 2 は、どちらも High/Low レンジに設定可能です。
Level 1 と Level 2 のパラメータを編集するときは、
Shift key を押して粗調整(Shift key 消灯)と微調整(Shift key 青点灯)を切り替えます。 詳細について
は、183 ページを参照してください。

124

操作

CC Static モードの選択
概要

CC モードは、Static モードで使用できます。Static モードは、手動で設定する試験または、一定の設定値にて試験することに適しています。

基本操作
1 CC モード
選択

説明
メニューが、CC モードになっていることを確認します。
ModeCC

2 Static モード
選択

Range
High

ConfigureF3 key を押して、Static モードを選択します。
Dynamic

ノート

Dynamic参照
121 ページ

F1
F3~

StaticStatic と Dynamic モードの変更は、選択中のチャンネルのみに影響します。

CC Static モードパラメータの編集
概要

シングルチャンネル負荷モジュールでは、電流値 A/Bの 2 の値を設定可能です。
デュアルチャンネル負荷モジュールでは、各チャンネ
ルに 1 つの値 A Value を設定可能です。グループユ
ニットモードが有効になっている場合、追加のパラメータであるスイッチ値を使用して、A 値から B 値に切り替えることができます。

パラメータ

設定するパラメータを以下に記載します。パラメータの詳細は、62 ページを参照してください。
A Value
0 ～ 最大設定電流
B Value
0 ～ 最大設定電流
Slew Rate

負荷モジュールにて異なります。

Slew Rate
Switch Value

単位: A/us
A/B (グループユニットモードのみ)
125

F5

PEL-2000A Series User Manual
ノート

基本操作
1 CC モード
選択

グループユニットモードで使用する場合、A Value と B
Value の範囲は、グループユニットモードで使用されるすべての負荷モジュールの合計です。詳細は、73
ページを参照してください。
説明参照
メニューが、CC Static モードになって 125 ページ
いることを確認します。
ModeCC

2 パラメータ
選択

Range
High

StaticConfigure

Selector knob を使用して A Value を選択します。

シングルチャンネル
負荷モジュール
05/04/22
16 : 50LOAD

A Value
B Value
SlewRate
SlewRate

0.80 A
0.80 A
0.80 A/uS
0.80 A/uS

グループユニットモード
USB
CH1
CCH

80V
main
Mode
CC

3

Seq.
Edit

Range
High

StaticSeq.
Edit

Configure

05/04/22
16 : 50LOAD

A Value
B Value
SlewRate
SlewRate
Switch Value

0.80 A
0.80 A
0.80 A/uS
0.80 A/uS
A

Range
High

Static

Seq.
Edit

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

数字パッドを使用して任意の設定値を入力します。

4 編集の確定
5 その他の
パラメータ
編集
126

CH1P
CCH

80V
main
Mode
CC

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、編集モードに入ります。
次に、ノブを回して任意の設定値を入
力します。
または

A ValueUSB

Configure

P9

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

CLEAR

0.80 A

Selector knob または、Enter キーを
or ENTER
押して設定を確定します。
他のパラメータにも手順 2～4 を繰り返します。

操作
ノート

最後に設定された値（A 値または B 値）がアクティブ
な設定になります。 A 値と B 値を交換するには、ロー
カル負荷モジュールの A/B key を使用します。 これは、グループユニットモードには適用されません。
グループユニットモードの場合、[値の切り替え]パラメータを使用して、A 値と B 値を切り替えます。
A / B 値と上昇/下降スルーレートは、High と Low レ
ベルの両方に設定できます。
A 値と B 値のパラメータを編集するときに、Shift key
を押して粗調整(Shift key 消灯)と微調整(Shift key 青点灯)を切り替えます。 詳細については、183 ページを参照してください。

CR モード選択
概要

PEL-2000A シリーズは、CR モードで動作します。

基本操作
1 チャンネル
選択
2 CR モード選択

説明

チャンネルの選択を参考に、放電モー 120 ページ
ドを設定するチャンネルを選択します。
F1 key を使用して、放電モードを切り替えることができます。
CR モードを選択します。
Mode
CC

ノート

参照

Mode
CR

Mode
CV

F1
F1

~

Mode
CP

放電モードの変更は、選択中のチャンネルのみに影響します。他のチャンネルは、変更の影響を受けませ
ん。

127

F5

PEL-2000A Series User Manual

CR レンジの選択
概要

CR モードは、High と Low レンジで使用できます。レンジは、負荷モジュールによって異なります。

基本操作
1 CR モード
選択

説明
メニューが、CR モードになっていることを確認します。

2 レンジ選択

Range (F2) key を押して、レンジ
High または Low を選択します。
Range
High

参照
127 ページ

F1
F2

Range
Low

レンジは、下部のメニューシステムと操作チャネルステータスの両方に表示されます。
右図に表示されている文字は、以下を意味しています。
CRDL: CR Dynamic モード L レンジ

~

CH1
CRL

CRDH: CR Dynamic モード H レンジ
CRL: CR Static モード L レンジ
CRH: CR Static モード H レンジ
ノート

128

80V
main

レンジの変更は、選択中の(アクティブな)チャンネルのみに影響します。他のチャンネルは変更の影響を受けません。
全ての抵抗値およびスルーレートはレンジに依存します。つまり、ローレンジの A 値はハイレンジの A 値とは異なります。

F5

操作

CR Dynamic モードの選択
概要

CR モードは、Dynamic モードで使用できます。
Dynamic モードは、2 つの抵抗値を自動的に設定するために使用されます。

基本操作
1 CR モード
選択

説明
メニューが、CR モードになっていることを確認します。

2 Dynamic
モード選択

F3 key を押して、Dynamic モードを選択します。
Dynamic

ノート参照
127 ページ

F1
F3~

StaticStatic と Dynamic モードの変更は、選択中のチャンネルのみに影響します。

CR Dynamic モードパラメータの編集
概要

パラメータ

CR Dynamic モードには、2 つの抵抗値、スルーレー
ト、タイマーがあります。
スルーレートでは、負荷があるレベルから次のレベルに変化するスピードを設定できます。
タイマーは、各チャンネルがレベル 1 とレベル 2 をそれぞれ保持する時間を設定できます。
設定するパラメータを以下に記載します。パラメータの詳細は、66 ページを参照してください。
Level 1最小 ~ 定格 Ω
Level 2最小 ~ 定格 Ω
Slew Rate

負荷モジュールにて異なります。

Slew Rate
Timer1
Timer2

単位: A/us
0.025～30000.0 ms
0.025～30000.0 ms
129

F5PEL-2000A Series User Manual
ノート

グループユニットモードで使用する場合、Level 1 とLevel 2 の範囲は、グループユニットモードで使用されるすべての負荷モジュールの合計です。

基本操作
1 CR モード
選択

説明参照
メニューが、CR Dynamic モードになっ 129 ページていることを確認します。

2 パラメータ
選択

Selector knob を使用して Level 1 を選択します。

05/04/22
16 : 50

Level1
Level2
SlewRate
SlewRate
Timer1
Timer2
Mode
CR

3

Range
Low

100.000 Ω
100.000 Ω
0.40 A/uS
0.40 A/uS
0.025 mS
0.025 mS
Dynamic

数字パッドを使用して任意の設定値を入力します。

Level1

130

80V
main
Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、編集モードに入ります。
次に、ノブを回して任意の設定値を入
力します。
または

4 編集の確定

CH1
CRDL

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

CLEAR

100.000 Ω

Selector knob または、Enter キーを押して設定を確定します。

or ENTER

操作
5 その他のパラメータ
編集
注意

他のパラメータにも手順 2～4 を繰り返します。

Level 1/Level 2 は、どちらも High/Low レンジに設定可能です。
Level 1 と Level 2 のパラメータを編集するときは、
Shift key を押して粗調整(Shift key 消灯)と微調整(Shift key 青点灯)を切り替えます。 詳細について
は、183 ページを参照してください。

CR Static モードの選択
概要

CR モードは、Static モードで使用できます。Static モードは、手動で設定する試験または、一定の設定値にて試験することに適しています。

基本操作
1 CR モード
選択

説明
メニューが、CR モードになっていることを確認します。
ModeCR

2 Static モード
選択

StaticSeq.
Edit

ConfigureF3 key を押して、Static モードを選択します。
Dynamic

ノート

Range
Low

参照
127 ページ

F1
F3~

StaticStatic と Dynamic モードの変更は、選択中のチャンネルのみに影響します。

131

F5

PEL-2000A Series User Manual

CR Static モードパラメータの編集
概要

パラメータ

ノート

基本操作
1 CR モード選択

シングルチャンネル負荷モジュールでは、抵抗値 A/Bの 2 の値を設定可能です。
デュアルチャンネル負荷モジュールでは、各チャンネ
ルに 1 つの値 A Value を設定可能です。グループユ
ニットモードが有効になっている場合、追加のパラメータであるスイッチ値を使用して、A 値から B 値に切り替えることができます。
設定するパラメータを以下に記載します。パラメータの詳細は、65 ページを参照してください。
A Value
最小 ~ 定格 Ω
B Value

最小 ~ 定格 Ω(シングルチャンネルモデルのみ)

Slew Rate

負荷モジュールにて異なります。

Slew Rate
Switch Value

単位: A/us

グループユニットモードで使用する場合、A Value と B
Value の範囲は、グループユニットモードで使用されるすべての負荷モジュールの合計です。詳細は、73
ページを参照してください。
説明参照
メニューが、CR Static モードになって 131 ページ
いることを確認します。
ModeCR

2 パラメータ
選択

132

A/B (グループユニットモードのみ)

Range
Low

StaticSeq.
Edit

Configure

Selector knob を使用して A Value を選択します。

操作
シングルチャンネル
負荷モジュール
05/04/22
16 : 50LOAD

A Value
B Value
SlewRate
SlewRate

100.000 Ω
100.000 Ω
0.40 A/uS
0.40 A/uS

グループユニットモード
05/04/22
16 : 50

USB
CH1
CRL

80V
main
Mode
CR

Range
Low

StaticSeq.
Edit

ConfigureLOAD

A Value
100.000 Ω
B Value
100.000 Ω
SlewRate
0.40 A/uS
SlewRate
0.40 A/uS
Switch Value
A

USB
CH1P
CRL

80V
main
Mode
CR

Range
Low

Static

Seq.
Edit

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、編集モードに入ります。

3次に、ノブを回して任意の設定値を入
力します。
または
数字パッドを使用して任意の設定値を入力します。

A Value

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

CLEAR

0

100.000 Ω

4 編集の確定

Selector knob または、Enter キーを押して設定を確定します。

5 その他のパラメータ
編集

他のパラメータにも手順 2～4 を繰り返します。

ノート

P9

or ENTER

最後に設定された値（A 値または B 値）がアクティブ
な設定になります。 A 値と B 値を交換するには、ロー
カル負荷モジュールの A/B key を使用します。 これは、グループユニットモードには適用されません。
グループユニットモードの場合、[値の切り替え]パラメータを使用して、A 値と B 値を切り替えます。
A / B 値と上昇/下降スルーレートは、High と Low レ
ベルの両方に設定できます。
A 値と B 値のパラメータを編集するときに、Shift key
を押して粗調整(Shift key 消灯)と微調整(Shift key 青点灯)を切り替えます。 詳細については、183 ページを参照してください。

133

PEL-2000A Series User ManualCV モード選択
概要

PEL-2000A シリーズは、CV モードで動作します。
CV モードでは、グループユニットモードは使用できま
せん。

基本操作
1 チャンネル
選択
2 CV モード
選択

説明参照
チャンネルの選択を参考に、放電モード 120 ページを設定するチャンネルを選択します。
F1 key を使用して、放電モードを切り替F1F1えることができます。

~

CV モードを選択します。
Mode
CC

ノート

Mode
CR

Mode
CV

Mode
CP

放電モードの変更は、選択中のチャンネルのみに影響します。他のチャンネルは、変更の影響を受けません。

CV パラメータの編集
概要

パラメータ

134

CV モードは電流制限(Curr Limit)を設定できます。電流制限により電流引き込みを制限できます。
シングルチャンネル負荷モジュールで CV モードを使用時、2 つの電圧レベル、A Value および B Value を設定できます。2 チャンネル負荷モジュールでは、チャンネルごとに 1 つの電圧レベル A Value のみが使用可能です。
設定するパラメータを以下に記載します。パラメータの詳細は、68, 69 ページを参照してください。
A Value0 ~ 定格 V
B Value0 ~ 定格 V

Curr Limit

負荷モジュールにより異なります。

F5

操作

基本操作
1 CV モード
選択

説明参照
メニューが、CV モードになっていること 134 ページを確認します。

2 パラメータ
選択

Selector knob を使用して A Value を選択します。

3

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、編集モードに入ります。
次に、ノブを回して任意の設定値を入
力します。
または
数字パッドを使用して任意の設定値を入力します。

A Value

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

CLEAR

0

10.00 V

4 編集の確定

Selector knob または、Enter キーを押して設定を確定します。

5 その他のパラメータ
編集

他のパラメータにも手順 2～4 を繰り返します。

or ENTER

135

PEL-2000A Series User Manual
ノート

最後に設定された値（A 値または B 値）がアクティブ
な設定になります。 A 値と B 値を交換するには、ロー
カル負荷モジュールの A/B key を使用します。 これは、グループユニットモードには適用されません。
グループユニットモードの場合、[値の切り替え]パラメータを使用して、A 値と B 値を切り替えます。
A 値と B 値のパラメータを編集するときに、Shift key
を押して粗調整(Shift key 消灯)と微調整(Shift key 青点灯)を切り替えます。 詳細については、183 ページを参照してください。

CV レンジの選択
概要

CV モードは High と Low レンジで操作可能です。レンジは負荷モジュールで異なります。また、電流制限(Curr Limit)も High と Low レンジで操作可能(IMeas)
です。

基本操作
1 CV モード
選択

説明参照
メニューが、CV Static モードになって 134 ページ
いることを確認します。

2 電圧レンジ
選択

Range (F2) key を押して、電圧レンジ
High または Low を選択します。
Range
High

F1
F2

Range
Low

レンジは、下部のメニューシステム、および選択中の操作チャンネルステータ
スパネル両方に表示されます。
CVL: CV Static モード L レンジ

CH1
CVL

CVH: CV Static モード H レンジ
3 電流測定レンジ選択

136

IMeas (F4) key を押して、電流測定レ
ンジ High または Low を選択します。

F4

~

F5

操作
ノート

レンジの変更は、選択中の(アクティブな)チャンネルのみに影響します。他のチャンネルは変更の影響を受けません。

CV 応答スピードの選択
概要

CV モードには高速および低速な応答スピードがあります。急速な電流の変化は線間電圧を誘発し、PEL2000A は定電流源からの電流保持が困難になる可能性があります。この様な状況では、低速な応答スピードで使用して下さい。
最大電流範囲は負荷モジュールにより異なります。

基本操作
1 CV モード
選択

説明参照
メニューが、CV モードになっていること 134 ページを確認します。

2 応答スピード F3 (Response)key を押して、応答ス
選択
ピードを切り替えます。
Response
Slow1

Response
Slow2
Fast

Response
Slow3

F1
F3
Response
Fast

応答スピード設定は電流操作チャンネ
ルステータスパネルに表示されます。
Slow: 低速な応答設定は 3 段階あります。
Fast: 高速な応答

~

CH1
CVH

Slow

ノート

80V
応答スピードの変更は、選択中の(アクティブな)チャン
main
ネルのみに影響します。他のチャンネルは変更の影

響を受けません。
負荷モジュールが PEL-2000A の場合、Slow1/2/3
設定しても、Slow 設定のみに設定されます。

137

F5

PEL-2000A Series User Manual

CP モード選択
概要

PEL-2000A シリーズは、CP モードで動作します。

基本操作
1 チャンネル
選択

説明参照
チャンネルの選択を参考に、放電モー 120 ページ
ドを設定するチャンネルを選択します。
F1 key を使用して、放電モードを切り
F1
F1替えることができます。
CP モードを選択します。

2 CP モード
選択

~

Mode
CC

ノート

Mode
CR

Mode
CV

Mode
CP

放電モードの変更は、選択中の指定チャンネルのみに影響します。他のチャンネルは、変更の影響を受けません。

CP パラメータの編集
概要

パラメータ

CP モードは電流制限(Curr Limit)を設定できます。電流制限により電流引き込みを制限できます。
シングルチャンネル負荷モジュールで CP モードを使用時、2 つの電力レベル、A Value および B Value を設定できます。デュアルチャンネル負荷モジュールでは、チャンネルごとに 1 つの電力レベル A Value のみが使用可能です。
設定するパラメータを以下に記載します。パラメータの詳細は、71, 72 ページを参照してください。
A Value0 ~ 定格 W
B Value0 ~ 定格 W
Curr Limit

138

負荷モジュールにより異なります。

F5

操作

基本操作
1 CP モード
選択

説明

参照

メニューが、CP Static モードになっていることを確認します。

138 ページ

Mode
CP

Range
Low

Configure2 パラメータ
選択

Selector knob を使用して A Value を選択します。

3

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、編集モードに入ります。
次に、ノブを回して任意の設定値を入
力します。
または
数字パッドを使用して任意の設定値を入力します。

A Value

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

CLEAR

10.00 W

4 編集の確定

Selector knob または、Enter キーを押して設定を確定します。

5 その他のパラメータ
編集

他のパラメータにも手順 2～4 を繰り返します。

or ENTER

139

PEL-2000A Series User Manual
ノート

最後に設定された値（A 値または B 値）がアクティブ
な設定になります。 A 値と B 値を交換するには、ロー
カル負荷モジュールの A/B key を使用します。
電流制限を設定するときは、電流制限がテストデバイ
スの制限内にあることを確認してください。 A / B 値
は、High と Low レンジの両方に設定できます。
A 値と B 値のパラメータを編集するときに、Shift key
を押して粗調整(Shift key 消灯)と微調整(Shift key 青点灯)を切り替えます。 詳細については、183 ページを参照してください。

CP レンジの選択
概要

CP モードは High と Low レンジで操作可能です。レンジは負荷モジュールで異なります。High レンジのみのモデルがあります。

基本操作
1 CP モード
選択

説明参照
メニューが、CP モードになっていること 138 ページ
を確認します。
ModeCP

2 レンジ選択

Range
Low

Configure

Range (F2) key を押して、レンジ
High または Low を選択します。
Range
High

F1
F2

Range
Low

レンジは、下部のメニューシステム、および選択中の操作チャンネルステータ
スパネル両方に表示されます。
CPL: CP Static モード L レンジ

~

CH1
CPL

CPH: CP Static モード H レンジ
ノート

140

レンジの変更は、選択中の指定チャンネルのみに影響します。他のチャンネルは、影響を受けません。
80Vmain
すべての負荷モジュールが 2 つのレンジで動作する
わけではありません。通常は、High レンジです。

F5

操作

プログラム機能概要

ノート

PEL-2000A シリーズは、12 の異なるプログラムがあり、各プログラムにはそれぞれ 10 のシーケンスがあります。
プログラムを作成する前に、プログラムのシーケンスで使用するす全てのチャネルの各種設定を事前に構成して、任意の Memory データ（M001-M120）に保存する必要があります。
プログラムの中の各シーケンスは Memory データ(MXXX)に保存した設定を使用します。Memory データには、各チャンネルの放電モード, レンジ, 設定値等が含まれています。異なるシーケンスで同じ Memory データを繰り返して使用可能です。各シーケンスは、指定しない限り、同時にすべてのチャンネルを使用します。

Sequence1
CH1 M001
Run
CH2 M001
On-TimeCH3 M001
Off-Time
CH4 M001
Short-Time
CH5 M001
P/F-Time
CH6 M001
Short CH1
CH7 M001
CH8 M001
Short CH8~

シーケンスを連続して実行することでプログラムが作成されます。10 のシーケンスが各プログラムに含まれています。
Program 1(P01)

Sequence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

シーケンスを Skip 設定にて、シーケンスをスキップ
例: シーケンス 2 と 3 を Skip に設定。
Program 1(P01)

Sequence

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

141

PEL-2000A Series User Manualプログラムのシーケンスの作成
概要

プログラムのシーケンスは、Memory データとその実行条件を設定します。
プログラムのシーケンス実行条件のパラメータを以下に示します。
パラメータ名
Memory設定
M001~M120

Run

Skip

説明
選択シーケンスのMemory データ番号
シーケンスのスキップ

Auto

シーケンスの自動実行

Manual
0.1 ~ 60.0

シーケンスの手動実行
選択されているシーケンスの実行時間、単位: 秒
次のシーケンスを実行するまでの時間、単位: 秒

On―Time
Off―Time

P/F Time

Short-Time

Short Ch

Off, 0.1 ~ 60.0
Off 設定:次シーケンス実行

時間設定: LOAD オフ状態
Off, 0.1 ~Pass/Fail 判定時間、(On-Time+Off-Time) - 0.1
単位: 秒
Off 設定:Go/NoGo:ON でも、
P/F Time 表示しない。
Off, 0.1 ~ On-Time
負荷チャンネル入力端
Off 設定:負荷チャンネルの設 子の短絡時間。
定 Memory データ実行。
単位: 秒
Off / 1, Off / 2, … Off / 8
Short チャンネル設定。
Off 設定:Short Time 設定あ 負荷チャンネルごとに設りでも、入力端子を短絡なし。 定可能。

シーケンス実行時間(Step test time)で、各パラメータの時間は下図の様になります。

142

操作

基本操作
1 作成開始説明参照
FUNC key → F1 (Program) key の順 FUNCに押して、プログラムメニューを開きます。

05/04/22
16 : 50

LOAD

F1

USB

Timing Edit for Program
PROG: 01 SEQ: 01
Memory: M001 Off-Time:
Off
Run:
Off
Skip P/F-Time:
On-Time0.1 Short-Time: Off

2 プログラム
番号選択

Short Ch:

1

Chain

ActiveChannel

2

3

4

Save

5

6

RecallDefault

Selector Knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selector
Knob を回してプログラム番号(PROG:
01~12)を選択します。
または
数字パッドを使用してプログラム番号を入力します。

7

Configure

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

Enter を押すか Selector Knob を押してプログラム番号(01~12)を確定しま
す。

P9

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

3 プログラム
番号の確定

8

CLEAR

or ENTER

4 シーケンス番 Selector Knob を使用してシーケンス番号(SEQ:号の選択と確 01~10)を選択します。手順 2 と 3 と同じ方法で、シー定
ケンス番号を確定します。

143

PEL-2000A Series User Manual

05/04/22
16 : 50LOAD

USB

Timing Edit for Program
PROG: 01 SEQ: 01
Memory: M001 Off-Time:
Off
Run:
Off
Skip P/F-Time:
On-Time0.1 Short-Time: Off
Short Ch:

1

2

Chain

ActiveChannel

3

4

Save

5

6

RecallDefault

78

Configure5 パラメータの設定

Selector Knob および数字パッドを使用して、選択中のプログラムシーケンスの各種パラメータを設定します。
6 その他のシー 手順 4, 5 を繰り返し行い、シーケンス番号 01～10 のケンス番号の パラメータを全て設定します。
設定使用しないシーケンス番号は”Run: Skip”に設定します。
7 プログラムシ Save (F3) key を押して、選択されてF1
F3ーケンスの保 いるプログラムのシーケンスデータす
存
べてを保存します。
プログラムデータはまだ Setup メモリーに保存されてノートいいません。 プログラムシーケンスを Setup メモリーに保存する場合は、232 ページを参照してください。
デフォルトの呼び デフォルトのプログラム設定を、Recall
出し
Default(F4) key を押して呼び出しま
す。
ノート

144

F1
F4

~

F5

~

F5

デフォルトが呼び出されると、すべてのデータが失われます。 これには、内部 Setup メモリーは含まれません。 工場出荷設定を確認するには、284 ページを参照してください。

操作

プログラムのチェーン作成
概要

ノート
プログラムチェーン設定例

PEL-2000A シリーズは、10 のシーケンスを含む 12までの異なるプログラムがあります。
PEL-2000A シリーズでは異なるプログラムをつなぎ合わせて(チェーン化して)、大規模なプログラムシー
ケンスを効果的に作成できます。
プログラム番号実行とは異なり、プログラムチェーンは番号順に実行する必要はありません。プログラム
番号を 12 までチェーンすることが可能です。
Program
Chain

Program

12

2

3

4

11

1

5

6

7

8

9

10

Start: P12,
P01 → P05, P02 → P03, P03 → P04
P04 → P11, P05 → P06, P06 → P07
P07 → P08, P08 → P09, P09 → P10
P10 → Off , P11 → P01, P12 → P02
基本操作
1 プログラムシ
ーケンスの
作成

説明

参照

1 つ以上のプログラム番号(シーケンス 142 ページが設定されているプログラム)を作成します。

プログラム番号が Setup メモリーに保 232 ページ
存されている場合、プログラム番号を
Setup メモリーから読み込みます。
2 チェーン編集 FUNC key → Program(F1) key →F1
FUNC
Chain(F1) key を押し,チェーンメニュ
開始
F1
ーを開きます。

145

PEL-2000A Series User Manual

05/04/22
16 : 50LOAD

USB

Start P01
Sequence Chain Set
Off
P01
Off
P02
Off
P03
Off
P04
Edit
Start

3 Edit start
設定

ノート
4

146

Save

RecallDefault

Edit start（F1） key を押し、Selector
knob を使用して、開始プログラム番号（PXX）を選択します。 プログラムチェーンの開始には、任意のプログラム番号（P01〜P12）が使用できます。
Selector knob を押すか ENTER key
を押して、開始プログラム番号を確定します。
確定した開始プログラム番号を変える
場合は、Edit start（F1） key を押します。
Selector knob を使用して、手順 3 で設定した PXX(開始プログラム番号XX)までスクロールダウンします。

Previous
Configure
Menu

F1
F1

~

F5

操作

5 プログラムチ Selector knob を押し(もしくは ENTER
ェーン実行条 key を押す)ます。Selector knob を回件選択して、プログラムチェーン実行条件(Off, P01~P12)を選択します。
Off: プログラムチェーン終了
PXX: 次にチェーンするプログラム番号
ノート
6 プログラムチ
ェーン作成
ノート

開始プログラム番号の PXX を Off に設定すると、開始プログラム番号を 1 回実行してプログラムチェーンを終了します。
手順 4, 5 を繰り返し、プログラムチェーン作成します。
プログラムチェーンは、Off 設定されるプログラム(PXX)で終了します。ループし続けるプログラムチェーンの作成も可能です。
プログラムチェーンの順番は、”チェーンメニュー設定例”を参考(145 ページ)にしてください。

7 プログラムチ Save(F3) key を押して、プログラムチ
ェーンの保存 ェーンを保存します。
ノート

F1
F3

~

プログラムチェーンデータは Setup メモリーにまだ保存されていいません。プログラムチェーンの Setup メ
モリーへの保存については、232 ページを参照してく
ださい。

147

F5

PEL-2000A Series User Manual
8 デフォルトの
呼び出し

注意
9 終了

Recall Default(F4) key を押すと、デフォルトプログラムチェーンを呼び出され
ます。

F1
F4

~

デフォルトが呼び出されると、Start は P01 に戻り、すべてのプログラム番号のチェーン先は Off にセットされます。
Previous Menu(F5) key を押してシー
F1
F5
ケンスメニューに戻ります。

~

プログラムの実行
概要

プログラム番号(シーケンスが設定されているプログラム)またはプログラムチェーンが作成されると、プログ
ラム機能を実行できます。
プログラム機能の実行は、すべてのチャンネルに適用されます。プログラム機能を実行する必要がない負荷チャンネルは、アクティブチャンネルメニューで OFFに設定します。
外部チャンネル制御にセットされたチャンネルの次にEXT が表示されます。

プログラム準備 説明
1 プログラムの プログラム番号またはプログラムチェ
確認ーンが作成されている事を確認します。

参照
142, 145 ページプログラム番号またはプログラムチェ 232 ページ
ーンが Setup メモリーに保存されている場合、プログラム(Setup データ)をSetup メモリーから読み込みます。
2 プログラム機 FUNC key → Program(F1) key →F1
FUNC
能実行設定 Active Channel(F2) key を押し,アクテ
F2ィブチャンネルメニューを開きます。

148

F5

F5

操作

05/04/22
16 : 50

LOAD

USB

Active Channel for Program Mode
ActiveCH
01
OFF EXT
OFF
02
OFF
03
OFF
04
Prog
Off

Save

RecallDefault

Previous
ConfigureMenu

表示例: CH1 が外部制御に設定されている場合、EXT が表示されます。
3 チャンネルの Selector knob を回して、プログラムの実行するチャ
選択
ンネル(CH: 01-08)を選択します。
4 チャンネルの Selector knob または Enter key を押or ENTER
確定
して、選択を確定します。
5 プログラム機 Selector knob を回して、プログラムを能の実行選択 実行する負荷チャンネルを設定します。
OFF: プログラムを実行しません。
ON: プログラムを実行します。
6 プログラム機 Selector knob または Enter key を押能を実行決定 して、選択を確定します。
7
手順 3-6 を繰り返し行い、全チャンネルのプログラム実行を設定します。
すべての負荷チャンネルが OFF に設定されている場
合、プログラムは実行できません。
8 プログラムの Save(F3) key を押すと、全負荷チャン
F1
F3
保存
ネルのプログラム実行設定が保存されます。
9 デフォルトの Recall Default(F4) key を押すと、デフ
F1
F4
呼び出し
ォルトの全負荷チャンネルのプログラ
ム実行設定を呼び出されます。
ノート

~
~
149

F5

F5

PEL-2000A Series User Manual
デフォルトが呼び出されると、すべてのチャンネルのプログラム実行設定は OFF になります。
10 プログラム機 Prog(F1) key を押して、プログラムを
F1
F1
能のオン/オフ On または Off を選択します。
注意

Prog
Off

Prog
On

~

プログラムを On に設定すると、PROG がメインフレームのステータスパネルに表示されます。
11 前回のメニュ Previous Menu(F5) key を押すと、
F1
F5ー
Timing Edit for Program メニューに戻ります。
プログラム機能 説明参照
実行
12 Prog On の PROG がメインフレームのステータスパネルに表示さ確認れている事を確認します。

~

PROG が表示されていない場合は、手順 10 にてProg On にします。
USB
05/04/22
16 : 50
PROG
12 プログラム機 メインフレームの LOAD キーを押して能の実行
プログラム機能を開始します。

150

ON/
LOAD OFF

F5

F5

操作
13 Run Program 05/04/22
画面
16 : 50 Start

PROG

USB

Run Program
Program No:

01

Seq (Memory)

10(001)

CH: 1

2

3

4

5

6

7

8

GO NG GO GO
Stop

Next

Configureプログラムが開始すると、プログラムアイコンはオレン
ジ色になり、実行されているプログラム番号およびシーケンス番号が表示されます。負荷チャンネルに
Go/NoGo 制限が設定されている場合、メインフレー
ムと負荷モジュールのディスプレイに GO または NGが表示されます。
注意

すべてのチャンネルが Active OFF の場合、チャネル
番号の代わりに”No Active Channel”が表示されます。
Active OFF が設定されているチャンネルは、Static
または Dynamic モードをします。

負荷モジュールの表示

プログラム実行中、負荷モジュールに負荷状態が表示されます。

151

PEL-2000A Series User Manual
14 手動操作プログラム中のシーケンスの何れかがManual に設定されている場合、NEXT(F2) key を押してプログラムシ
ーケンスを実行します。

15 一時停止

STOP(F1) key を押すと、実行中のプ
F1
F1
ログラムは一時停止します。
停止中のプログラムは、Continue(F1)F1
F1
key を押して、プログラムを継続します。
USB
05/04/22
PROG
16 : 50

16 継続

プログラム
終了画面

CH:

Detail17 結果の確認

152

1
2
PASS FAIL

F1
F2

~
~
~

F5

F5

F5

3
4
PASS PASS

Configure
Exit

プログラムの終了時、Go/NoGo 測定がセットされている場合は、PASS または FAIL が表示されます。
プログラムの終了後、Detail(F1) key
F1
F1を押すと、結果の詳細が表示されま
す。

~

F5

操作
プログラム結果画面

05/04/22
16 : 50

P
1
1
1
1

S
1
2
3
4

PROG

1
G
G
G
G

USB

Channel2
N
N
N
G
Configure
Exit

プログラム(P)およびプログラムのシーケンス(S)番号はプログラムの各チャンネル左側に、Go/NoGo(G/N)は右側に表示されます。
18

Selector knob を使用してスクロール
ダウンすると、残りのリストが表示されます。

19 前回のメニュ Exit(F5) key を押すと、ActiveーChannels for Program Mode メニューに戻ります。

F1
F5

~

153

F5

PEL-2000A Series User Manual

シーケンス機能概要

シーケンス機能は、単チャンネルまたは複数チャンネ
ル負荷の負荷状態を、リアルタイムで正確にシミュレートするために設定します。 シーケンスは、CC または CR Static モードでのみ使用できます。 詳しくは 78
ページをご覧ください。
各シーケンスは、無限にループすることができます。
シーケンス機能をプログラム機能のシーケンスと混同しないでください。 それらは同じではありません。 プロ
グラム機能のシーケンスは、シーケンス機能と一緒に使用することはできません。

注意

シーケンスの作成
概要

シーケンスで使用する Point は、カスタマイズ可能な
電流/抵抗、スルーレート、および継続時間を設定します。
Value
最低設定 ~ 最大設定 Ω / A

パラメータ

Duration Time 0.000025 ~ 60,000 秒
SlewRate
負荷モジュールより異なります。
SlewRate
SlewRateof X+1 Point
SlewRateof X Point
Duration Timeof X-1 Point

基本操作
1 チャンネルの
放電モード
設定

154

Duration Timeof X Point

Value ofX Point
Value of
X+1 Point
Value ofDuration Time X-1 Pointof X+1 Point

説明参照
CHAN key を押し、負荷チャンネル設 120, 121,
定し、CC または CR Static モードを選 127 ページ
択します。

操作
2 編集開始(No. XXX
Point 編集)

CHAN key → Seq. Edit(F4) key の順に key を押し、シーケンス編集メニューに入ります。

05/04/22
16 : 50LOAD

USB

NO. 001 Point
0.00 A
Value
Duration Time 0.000025 S
SlewRate
2.80 A/uS
2.80 A/uS
SlewRate
Add
Point

DeletePoint

Loop

3 パラメータ
選択

Selector knob を使用して、編集するパラメータを選択します。

4 パラメータ
編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して値を増減します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

CH1
CCH

80V
s_editPrevious
Configure
Menu

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

Value
5 パラメータ確定
6
7 No. XXX+1
Point 追加

P9

CLEAR

0.800 A

Selector knob または Enter を押してパラメータ内容を確定します。

or ENTER

手順 3-5 を繰り返し行い、その他のパラメータを編集します。
Add Point(F1) key を押すと、NO.
F1F1
XXX+1 Point が追加されます。Point
は最大 120 です。
XXX: 001 ~ 120

~
155

F5

PEL-2000A Series User Manual
ノート

Point の追加により、選択中の Point(NO. XXX)の次に新たな Point(NO. XXX+1)が追加または挿入されます。
最後の Point で F1 (Add Point) key を押すと、追加された Point(NO. XXX+1)の各パラメータ内容は、Point(NO. XXX)と同じになります。
最後の Point 以外で F1 (Add Point) key を押すと、Point(NO. XXX+1)が挿入され、既に存在する
Point(NO. XXX+1)は Point(NO. XXX+2)になります。

挿入された Point(NO. XXX+1)の Value は、前後のPoint の中間値になり、その他のパラメータは前Point(NO. XXX)と同じになります。
8 Point の削除 Point (NO. XXX) を削除するには、
F1
F2
Delete Point(F2) key を押します。
削除された次の Point(NO. XXX+1)番号は、
注意
Point(NO. XXX+1-1)になります。パラメータの内容は変わりません。
9 Point 番号
Selector knob を使用し Point(NO.
選択XXX)を選択し、Selector knob または
ENTER key を押します。

~

F5

001 Point
10 パラメータ
編集

Selector knob または ENTER key を押すと、Point
番号が確定し、パラメータの編集ができます。

Point 番号選択は、複数の Point が存在する時のみ選択できます。
11 シーケンスの Save(F3) key を押してシーケンスを保
F1
F3
保存
存します。
Save(F3) key は、変更がなされた後のみメニューに注意表示されます。
注意

~

156

F5

操作

シーケンスループの作成
概要

パラメータ

シーケンスは何回もループ可能です。ループはシーケ
ンスのどの箇所でも開始可能です。Start of Loop 機
能は、どの Point がそれぞれの繰り返しループを開始
するか決定します。
On End Of Seq 機能は、最後のシーケンスが終了するまで、シーケンスの終わりの LOAD をオンまたはオフにするか設定します。
詳細は、78 ページを参照してください。
CC Vrange はシーケンスの CC モードのレンジを設定します。
RepeatInfinity (0), 1 ~ 9999 回
001 ~ 最後の Point
On End Of Seq. CC: OFF, 最小～最大設定 A
CR: OFF, 最大～最小設定Ω
CC Vrange
Low, High レンジ(CC モードのみ)
Start of Loop

基本操作
説明
参照
1 シーケンスの シーケンスが作成されている事を確認 154 ページ
確認します。作成されていない場合、シーケ
ンスを作成します。
2 シーケンス
CHAN key → Seq. Edit(F4) key の順に key を押編集メニュー し、シーケンス編集メニューに入ります。
Add
Point

DeletePoint

Loop

Previous
Configure
Menu

157

PEL-2000A Series User Manual
3 作成開始Loop(F4) key を押して、ループメニュ
ーに入ります。
05/04/22
16 : 50

LOAD

F1
F4

USB

Repeat0005 Times
Start of Loop
001 Point
On End Of Seq. OFF
CC VrangeHigh

4 パラメータ
選択

Selector knob を使用し、編集するパラメータを選択します。

5 パラメータ
編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して値を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

CH1
CCH

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

P9

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

CLEAR

0

6 パラメータの確定
70005 Times

Selector knob または Enter を押し、パラメータ編集を確定します。

or ENTER

手順 4-6 を繰り返し行い、その他のパラメータを編集します。
8 ループの保存 Save(F3) key を押して、ループを保存
F1
F3
します。

~

158

F5

80V
s_loopPrevious
Configure
Menu

Save

Repeat~F5

操作

チャンネル継続時間の設定
概要

各チャネルのシーケンスは、任意チャンネルのChannel Duration Time を選択して動作します。例えば、CH1→Setting 01 とすれば CH１は CH１のChannel Duration Time で動作し、CH1→Setting 02に設定すれば CH1 のシーケンスは、CH2 シーケンスの Channel Duration Time で動作します。
これは、同じ時間特性に対する 2 つの異なる負荷を素早く比較する時に有用です。詳細は、81 ページ(Channel Duration Time Setting)を参照してください。
ＣＨ X→Setting OFF にすると、CH X はシーケンス
動作しないで、Static または Dynamic モードになります。
シーケンスの実行中、TRIG OUT に設定されたチャンネルのトリガーシーケンス信号は、フレームリンクコ
ネクタ（マスター）の PIN4 から出力されます。詳細は80 ページ(Trig Out)を参照してください。
Trigger In を On に設定すると、TRIG IN または
IN/OUT に設定されたチャンネルは、外部トリガー入力信号でシーケンス動作が実行されます。トリガー入力信号は、第 1 フレームリンクコネクタ（スレーブ）の
PIN4 を介して入力されます。詳細については、81 ページ (Trig In)を参照してください。
チャネル制御（CH CONT）が外部に設定されている
チャネルは、右側に EXT として表示されます。 チャネ
ル制御の設定の詳細については、178 ページを参照
してください。

159

PEL-2000A Series User Manual
パラメータ

CH 01～08→Setting X

X: OFF, 01,…, 08
CH 01～08 と X は搭載
CH のみ表示X を OFF に設定すると、そのチャンネルはシーケンス
動作しないで Static または Dynamic モードになります。
CH01～08 の X を任意のチャンネルに設定すると、そのチャンネルは X に設定された Duration Time でシーケンスを実行します。
Y: IN, OUT, IN/OUT,
CH 01～08 TRIG Y
OFF
CH01～08 の一つを OUT に設定し、その他の CH01
～08 を OFF に設定します。F5(TRIG In) key は Offに設定します。
外部トリガー入力でシーケンス動作させる場合、
CH01～08 を IN/OUT または IN に設定します。
F5(TRIG In) key は On に設定します。この場合、CH
01～08→Setting X は無効になります。
基本操作
説明
参照
1 シーケンスの 少なくとも 1 つのシーケンスが作成さ 154 ページ
確認れ保存済みであることを確認してくだ
さい。
2 設定開始F2FUNC key → Sequence(F2) key の FUNC
順で key を押して、チャンネル継続時
間メニューに入ります。

160

操作
表示例

05/04/22
16 : 50LOAD

USB

Channel Duration Time Setting
Setting
TRIG CH
01
OFF
IN
OFF EXTOFF
02
OFF
IN/OUT 03
OFF
OFF
04
Seq.
Off

DefineTRIG OUT

Save

TRIG In
ChannelTRIG In
ConfigureOff

CH3 は TRIG IN/OUT に設定され、CH1 は TRIG INに設定されます。 CH2 にはトリガー設定がなく、CH
CONT が外部に設定されています。CH4 にもトリガー設定がありません。
3 シーケンス
Selector knob を使用し、シーケンス
動作 CH 設定 動作させるチャンネルを選択します。

4 Duration
Time 設定
設定例

5 Duration
Time 確定

Selector knob を押し、Selector knob
を回してどのチャンネルの Duration
Time 設定を使用するか選択します。

01

01

CH01 は CH01 の Duration Time を使用に設定されています。OFF に設定すると、そのチャンネルはシー
ケンス動作をしません。
Selector knob または Enter を押しor ENTERて、選択を確定します。

6 TRIG OUT
CH 選択Selector knob を使用し、TRIG OUT CH を選択します。1 つのチャネルを TRIG OUT CH として設定する必要があります。

7 TRIG OUT
CH 設定Define TRIG OUT(F2) key を押し、その CH を TRIG OUT に設定しま
す。

F1
F2

~
161

F5

PEL-2000A Series User Manual
TRIG OUT 以外の CH は、TRIG IN または OFF に自動的に設定されます。
8 TRIG In CH TRIG In Channel(F4) key を押すと、
F1
F4設定
TRIG IN に設定できます。
F4 key を押すたびに、TRIG 設定は IN/OUT⇔OUT
ノート
または IN⇔OFF になります。
TRIG IN または IN/OUT に設定すると、その CH のシーケンスは外部トリガー入力で動作します。
9 TRIG In 設定 TRIG In(F5) key を押すと、TRIG In
F1F5の On と Off が設定できます。
ノート

ノート

10 保存

162

~

F5

~

F5

TRIG IｎをＯｎに設定すると、外部トリガー入力でシーケンス動作を実行します。外部トリガーで使用する場
合、全チャンネルの TRIG を IN または IN/OUT に設定してください。
Save(F3) key を押して設定を保存し
ます。

F1
F3

~

F5

操作

シーケンスの実行
概要

シーケンスを実行すると、フロントパネルのファンクシ
ョンキー、テンキー、操作キー、およびセレクターノブ
が特定のチャネルに対して無効になります。 特定のチャネルでは、負荷モジュールパネルも無効になります（表示キーが表示されません）。
シーケンスがないチャンネルは、CHAN キーを使用してチャンネルを変更するか、負荷モジュールで操作が
できます。

基本操作

説明

参照

１ シーケンスの 少なくとも 1 つのシーケンスが作成さ 154 ページ
確認れ、保存済みであることを確認してください。

23 シーケンス
On 設定

チャンネル継続時間の設定がなされ、 159 ページ
実行したいシーケンス(CH01~08)がOFF にセットされていないことを確認します。
F2
FUNC key → Sequence(F2) key の FUNC
順で key を押して、チャンネル継続時
間メニューに入ります。
Sequence(F1) key を押して、Seq.
F1F1On にします。
SEQ がメインフレームのステータスパネルに表示されている事を確認します。
USB
05/04/22
16 : 50
SEQ

4 シーケンスの LOAD key を押して、シーケンス動作
実行を実行します。
チャンネルの TRIG が IN に設定されている場合、そのチャンネルはトリガ
ーを待ってから実行されます。

~

ON/
LOAD OFF163

F5

PEL-2000A Series User Manual
シーケンス実行中の表示例

機能キーおよび R/L キーを除き、シーケンスを実行
中のチャンネルのすべての UI キー/ダイアルは使用できなくなります。
5 シーケンスの シーケンス実行中に LOAD キーを押ON/
LOAD OFF停止
すとシーケンスは停止します。
6 シーケンスの シーケンス動作が実行されていない
F1
F1
オフ
時、Sequence(F1) key を押して、Seq. Off にします。
注意

~

164

F5

操作

OCP テスト機能概要

OCP テスト機能は、電源製品の OCP をテストするための自動テストを作成します。

パラメータ

Chan:
Range:Start C:End C:

Step C:
Last C:
Step_T:

Active Channel: 1 ～ 8
OCP テストのパラメータ編集を行う負荷チャンネルを設定
High / Low
CC モードの電流レンジ設定
Start Current
OCP テストの開始電流値設定
End Current
OCP テストの終了電流値。
この値は、テストする DUT の OCP 値よりも大きくする必要があります。 このパラメータは、DUT の過電流保護が失敗した場合のフェイルセーフとして使用されます。
Step Current
増加電流を設定
Last Current
DUT の OCP が作動した後の最終的な電流値を設定。
Step Time 50ms ～ 1600s
各ステップの実行時間を設定

165

PEL-2000A Series User Manual
Delay:

Trig_V:

Keep_T

Delay Time 0 〜 160s
OCP テストの遅延時間設定
LOAD key が押されてからのテスト開始遅延時間を設定します。
Trig Voltage
電圧トリガーレベルを設定
電源 OCP 機能が動作すると、電圧出力が低下します。
Trig Voltage は、電圧出力が低下したかどうかを判断するために使用されます。
Keep Time 0〜160s
電源出力低下後、Last Current を設定するまでの時間を設
定注意

この機能は、CC モードのみで動作します。

基本操作
１

パラメータ編集
画面

説明参照
FUNC key → OCP(F4) key を押し
FUNCて、OCP Function メニューに入りま
す。
USB
FRM
05/04/22
16 : 50
SEQ

F4

Chan: 1OCP Function
Range: High Step_T:
0.05
Start C: 0.000 Delay:
0.000
End C: 71.400 Trig_V:
0.0000
Step_C: 0.002 Keep_T:
0.000
Last_C: 0.000
OCP
On

ノート

166

ActiveChannelConfigure

OCP 機能のパラメータ編集は、各チャンネルで行います。チャンネル選択は、画面右上”Chan: X”を編集
します。

操作
2 パラメータ
選択

Selector knob を使用し、パラメータを選択します。

3 パラメータ
編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して値を編集します。
P7

または
数字パッドを使用して数字を入力します。

6 保存
7 アクティブ
チャンネル
設定
8 アクティブ
チャンネル
選択

Selector knob または Enter を押して、パラメータ編集を確定します。

P9

8

9

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

4 パラメータ
確定
5

P8

7
P4

CLEAR

or ENTER

手順 2～4 を繰り返し、全てのパラメータを編集します。
Save(F3) key を押して設定を保存し
F1
F3
ます。
Active Channel(F2) key を押し、
F1
F2
OCP アクティブ設定メニューに入ります。
Selector knob を使用し、OCP 機能のON/OFF を設定するチャンネルを選
択します。

~
~

9 ON/OFF 設定 Selector knob を押し、Selector knob
を回して、そのチャンネルの OCP
ON/OFF を設定します。
10 ON/OFF 確定 選択ノブまたは Enter を押して、設定
or ENTER
を確定します。
11
手順 8-10 を繰り返し、その他のチャンネルの設定を行います。
12 設定の保存 Save(F3) key を押して設定を保存し
F1
F3
ます。
13
Previous Menu(F5) key を押して、
F1F5
OCP Function メニューに戻ります。

~
~
167

F5
F5

F5
F5

PEL-2000A Series User Manual
14 OCP On
設定
15 OCP 機能の
実行
試験結果例

OCP(F1) key を押して、OCP On にします。
LOAD key を押し、OCP 機能を実行します。
05/04/22
16 : 50

OCP

F1
F1

~

ON/
LOAD OFFUSB

Run OCP Test
CH:

1

4.8550V
1.10A
4.8550V

Configure

電源 OCP 機能が動作する前の電圧および電流測定
値が表示されます。

注意

168

OCP テストが失敗したり中断したりすると、FAIL が表示されます。
上記の OCP テストパラメータの設定に加えて、VON
電圧設定も DUT の出力特性に応じて設定する必要があります。

F5

操作

チャンネルのオプション設定
チャンネル設定章では、各チャンネルのオプション設定について説明しています。変更された設定は選択中のチャンネルにのみ適用され、他のチャンネルは変更されません。

Protection 設定メニューへのアクセス
概要

設定メニューは、機器の設定およびプロパティへのア
クセス、各チャンネルの保護レベルの設定に使用しま
す。

パネル操作

CHAN key を押し、Selector knob を使用することにより、設定するチャンネ
ルを選択します。
Configure(F5) key を押して、Protection 設定メニューに入ります。

05/04/22
16 : 50LOAD

OCP Level
OCP Setting
OVP Level
OVP Setting
OPP Level
OPP Setting

71.400 A
OFF
81.6 V
OFF
357.00 W
OFF

Protection

Go-NoGo

Other

Group

LOCAL

CHAN

F1
F5

USB

~

CH1
CCDH

80V
conf
Previous
ConfigureMenu

画面右下に” conf ”が表示されます。

169

F5

PEL-2000A Series User Manual

プロテクション設定(OCP/OVP/OPP/UVP)
概要

パラメータ

プロテクション設定は電圧、電流または電力の上限を設定するために使用します。電流、電圧または電力がプロテクション設定を超えると、負荷モジュールはエラーメッセージとアラーム音で警告します。
下限電圧保護(UVP)は、LOAD をオフにします。UVP
は、負荷モジュールへの入力電圧が設定限度を下回ると作動します。
プロテクション設定が On(XXP Setting -On)の場合のみプロテクションモードがアクティブになります。
すべてのプロテクション設定は、指定の定格より 2%だけ高く設定可能です。
OCP Level
定格電流の 1.25% ~ 102%
OCP Setting
OVP Level

OVP Setting
OPP Level

OPP Setting
UVP Level

OXP Setting

0~定格 V+2%
UVP Setting
Clear
Protection Clear AllON
OXP Setting を有効にします。
OFF
OXP Setting を無効にします。
Clear

170

ON/OFF/Clear
定格電圧の 1.25% ~ 102%
PEL-2041A:
定格電圧の 0.5% ~ 102%
ON/OFF/Clear
PEL-2020A: 1W ~ 102W
PEL-2030A(L): 0.9W ~ 30.6W
PEL-2030A(R): 1.25W ~ 255W
PEL-2040A: 1.75W ~ 357W
PEL-2041A: 1.75W ~ 357W
ON/OFF/Clear
OFF, 最低設定電圧 ～ 定格電圧

OXP 発生条件解除後に、Alarm を
クリアします。UVP は発生条件解
除しなくても、Alarm をクリアしま
す。

操作
基本操作
1

説明
Protection 設定メニューを表示します。

Protection 設定
メニュー表示05/04/22
16 : 50LOAD

OCP Level
OCP Setting
OVP Level
OVP Setting
OPP Level
OPP Setting

71.400 A
OFF
81.6 V
OFF
357.00 W
OFF

Protection

Go-NoGo

Other参照
169 ページ
USB
CH1
CCDH

80V
conf
Previous
Configure
Menu

Group

2 パラメータ
選択

Selector knob を使用し、パラメータを選択します。

3 パラメータ
編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して値を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

P0

CAL.

0

4 パラメータの
確定
5

P9

3
LOCK

CLEAR

Selector knob または Enter を押しor ENTERて、設定を確定します。
手順 2-5 を繰り返し、各種プロテクションの Level とSetting パラメータを設定します。

アラーム発生時 プロテクション設定のいずれかが作動すると、メインフのメインフレーム レームパネルにアラームが表示され、デフォルトでア表示
ラーム音が鳴ります。
05/04/22
16 : 50

注意

Alarm

アラームを解除するには、プロテクション発生条件解除後にアラーム解除操作をします。
171

PEL-2000A Series User Manual
アラーム発生時の負荷モジュー
ル表示

負荷モジュールでは、動作したプロテクション設定が表示されます。
OCP
OVP
REV*
OPP
OTP*
CPP*
UVP

アラーム解除操作
1 LOAD オフ

注意

説明

参照

必要に応じて、LOAD キーを押してLOAD オフにし、負荷モジュールへの入力電圧印可をオフにします。

ON/
LOAD OFF

プロテクションが動作しアラーム発生チャンネルは、LOAD オフになります。アラームが発生していないチ
ャンネルは、LOAD オンのままです。

2

発生しているアラーム設定を Clear に変更してアラームをクリアします。

OCP 発生例

OCP Setting

注意

ノート

172

Clear

* REV、OTP、および CPP は、この方法を使用してクリアすることはできません。代わりに、保護クリア機能を使用する必要があります。173 ページを参照してく
ださい。
Go/NoGo 出力端子経由の警告出力について、59 お
よび 274 ページを参照してください。
設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャンネルは影響を受けません。

操作

プロテクションクリア機能
概要

プロテクション回路のいずれかが作動する場合、プロ
テクションクリア機能を使用して全てのアラームをリセ
ットできます。
アラームはメインフレームステータスパネルに表示され、プロテクション設定のいずれかが作動すると、デフォルトでアラーム音が鳴ります。
負荷モジュールにも、発生アラームが表示されます。
表示内容は、171 ページ参照してください。

基本操作
説明
参照
1 アラーム発生 必要に応じて、LOAD キーを押してON/
LOAD OFFLOAD
オフにし、負荷モジュールへのLOAD オフ
入力電圧印可をオフにします。
2
Protection 設定メニューを表示しま
169 ページ
す。
Protection

3 Protection
Clear 選択

Other

Go-NoGo

Group

Previous
Configure
Menu

Selector knob を使用し、Protection
Clear を選択します。

Protection Clear

All

4 クリアの確定 Selector knob または Enter を押しor ENTERて、クリア設定を確定します。
設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他
ノートのチャンネルは影響を受けません。

173

PEL-2000A Series User Manual

CC 電圧レンジの設定
概要
パラメータ

定電流電圧レンジはハイまたはローに設定可能です。
CC Vrange High/Low

基本操作
1 設定メニューの確認

説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

Other

Go-NoGoGroup参照
169 ページ
Previous
ConfigureMenu

2 Other メニュー Other(F2)キーを押して、Other メニュに移動
ーに入ります。
3 CC Vrange Selector knob を使用し、CC Vrange
メニュー選択 を選択します。

05/04/22
16 : 50LOAD

CC Vrange
Von Voltage
Von Latch
CH CONT
Independent
Load D-TimeProtection

4 CC Vrange
レンジ選択

Other

174

Go-NoGo

Group

~

USB
CH1
CCDH

80V
conf
Previous
Configure
Menu

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、CC Vrange を編集し、次に Selector knob を回しレ
ンジを選択します。

CC Vrange
5 CC Vrange
レンジ確定

High
0.00 V
OFF
Panel
OFF
0.0 S

F1
F2

High

Selector knob または Enter を押して選択を確定します。

or ENTER

F5

操作
ノート

設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャンネルは影響を受けません。

Von 電圧と Von ラッチの設定
概要

パラメータ

Von 電圧(Von Voltage)は、負荷モジュールが電流を駆動する電圧ポイントです。Von ラッチ(Von Latch)がON に設定されると、電圧降下が Von 電圧レベルより下がって作動した後も、負荷モジュールは電流駆動を継続します。Von 電圧のステップ分解能は負荷モジュールに依存します。
Von Voltage
0.0~定格電圧
Von Latch

基本操作
1 設定メニューの確認

説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

2 Other メニュ
ーに移動
3 Von Voltage
メニュー選択ON/OFF

Other

Go-NoGoGroup参照
169 ページ
Previous
Configure
Menu

Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。
Selector knob を使用し、Von Voltage を選択します。

05/04/22
16 : 50LOAD

CC Vrange
Von Voltage
Von Latch
CH CONT
Independent
Load D-TimeProtection

Other

High
0.00 V
OFF
Panel
OFF
0.0 S
Go-NoGo

Group

F1
F2

~

USB
CH1
CCDH

80V
conf
Previous
Configure
Menu

175

F5

PEL-2000A Series User Manual
4 Von Voltage Selector knob を押し、Selector knobの編集を回して値を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

P0

CAL.

0

Von Voltage
5 Von Voltage
の値確定

P9

3
LOCK

CLEAR

0.00 V

Selector knob または Enter を押して値を確定します。

or ENTER

6 Von Latch の 手順 3-5 と同じ方法で、Von Latch の ON または設定
OFF を設定します。
設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他
ノートのチャンネルは影響を受けません。
Von および Latch 設定の詳細は、86 ページを参照してください。

SHORT key 設定
概要
パラメータ

負荷モジュールの Short Key による負荷モジュールの短絡をシミュレートするために使用されます。
Short
ON
SHORT key による負荷短絡をFunction
有効に設定
OFF
SHORT key による負荷短絡を
無効に設定
Short
Hold
SHORT key を押している間のみKey
負荷短絡に設定
Toggle: SHORT key を押すたびに、負荷
短絡と負荷開放動作に設定
Short
ON:
負荷モジュールが LOAD オンのSafety時に、負荷短絡が有効に設定
OFF:

176

負荷モジュールの LOAD 状態に関わらず、負荷短絡が有効に設
定

操作
基本操作
1 設定メニューの確認

説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

Other

Go-NoGoGroup参照
169 ページ
Previous
ConfigureMenu

2 Other メニュ
ーに移動
3 ShortFunction
メニュー選択Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。
Selector knob を使用し、Short
Function を選択します。

4 ShortFunction
選択

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selector
knob を回し Short Function を ON ま
たは OFF を設定します。

Short Function

F1
F2

~

ON

5 ShortSelector knob または Enter を押してFunction 確定 Short Function を確定します。

or ENTER

6 Von Latch の 手順 3-5 と同じ方法で、Short Key と Short Safety パ
設定
ラメータを設定します。
設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他
ノートのチャンネルは影響を受けません。

177

F5

PEL-2000A Series User Manual

外部チャンネル制御の設定
概要

パラメータ

基本操作
1 設定メニューの確認

外部チャンネル制御(CH CONT)が External に設定されているチャンネルの操作(負荷値の設定、LOAD
オンオフ)はできなくなります。
外部チャンネル制御(CH CONT)が External に設定されているチャンネルの放電モードは、CC と CV モー
ドのみです。
外部チャンネル制御の詳細は、56 および 88 ページを参照してください。
CH
Panel
負荷値の設定と LOAD オンオフ
CONT
は操作は、パネル（メインフレー
ムおよび負荷モジュール）から行
います。
External 負荷値の設定と LOAD オンオフ
は操作は、背面パネル（Channel Control コネクタ配線）
から行います。
説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

2 Other メニュ
ーに移動
3 CH CONT
メニュー選択178

Other

Go-NoGoGroup参照
169 ページ
Previous
Configure
Menu

Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。
Selector knob を使用し、CH CONT
を選択します。

F1
F2

~

F5

操作
05/04/22
16 : 50LOAD

CC Vrange
Von Voltage
Von Latch
CH CONT
Independent
Load D-TimeProtection

4 CH CONT
選択

Other

USB

High
0.00 V
OFF
Panel
OFF
0.0 S
Go-NoGo

Group

CH1
CCDH

80V
conf
Previous
Configure
Menu

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して CH CONT を Panel またはExternal を設定します。

CH CONT

External

5 CH CONT 確 Selector knob または Enter を押して
定
CH CONT を確定します。
外部チャンネル制御(CH CONT)がExternal に設定されているチャンネル
は、パネル右下に”EXT”が表示されます。

or ENTER

CH1
CCDH

EXT
80V
conf

ノート

設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャンネルは影響を受けません。

179

PEL-2000A Series User Manual

Independent の設定
概要

パラメータ
基本操作
1 設定メニューの確認

Independent を ON に設定すると、負荷チャンネルはメインフレームから独立した LOAD オン操作できます。これは、Independent ON の負荷モジュールのみ
がローカルモード操作で LOAD オン操作ができることを意味します。メインフレームから LOAD key が押された場合、Independent ON のチャンネルは、プログ
ラム実行中以外はメインフレームからの影響を受けません。
Independent OFF / ON
説明参照

Protection 設定メニューを表示します。

169 ページ

Protection

2 Other メニュ
ーに移動
3 Independent
メニュー選択Other

Go-NoGo

Previous
Configure
Menu

Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。
Selector knob を使用し、Independent を選択します。
05/04/22
16 : 50LOAD

CC Vrange
Von Voltage
Von Latch
CH CONT
Independent
Load D-TimeProtection

180

Group

Other

High
0.00 V
OFF
Panel
OFF
0.0 S
Go-NoGo

Group

F1
F2

USB
CH1
CCDH

80V
conf
Previous
Configure
Menu

~

F5

操作
4 Independent Selector knob を押して(もしくは選択
ENTER key を押す)、次に Selectorを回して Independent を OFF またはON を設定します。

5 Independent Selector knob または Enter を押して確定
Independent を確定します。
Independent ON に設定されたチャンネルは、パネル右上チャンネル番号にアスタリスク(*)が表示されます。

or ENTER

*CH1
CCDH

80V
conf

ノート

設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャンネルは影響を受けません。

LOAD オン負荷遅延時間の設定
概要

パラメータ

メインフレームおよび負荷モジュールでの LOAD オン
操作で、チャンネル LOAD オン動作を最大 10 秒遅らせることができます。 遅延時間は、プログラムまたはシーケンスには適用されません。
Load D-Time 0~10 秒

基本操作
1 設定メニューの確認

説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

2 Other メニュ
ーに移動

Other

Go-NoGoGroup参照
169 ページ
Previous
Configure
Menu

Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。

F1
F2

~
181

F5

PEL-2000A Series User Manual
3 Load D-Time Selector knob を使用し、Load Dメニュー選択 Time を選択します。

4 Load D-Time Selector knob を押し、Selector knob
値編集を回して値を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

P0

CAL.

0

Load D-Time

182

3
LOCK

CLEAR

0.0 S

5 Load D-Time Selector knob または Enter を押して確定
Load D-Time を確定します。
ノート

P9or ENTER

設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャネルは影響を受けません。
遅延時間は、負荷が手動で LOAD オンになっている
場合、または Auto Load ON 設定（196 ページ）で起動している場合にのみ適用されます。
遅延時間は、メインフレームと負荷モジュールの両方の LOAD オン操作に適用されます。

操作

ステップ分解能の設定
概要

各放電モードのステップ分解能(Step Resolution)設
定は、設定メニューで編集できます。 これらの Step
Resolution 設定は、CC、CR、CV、CP パラメータを設定する際の粗調整の Step Resolution です。
各チャネルに設定できる最小および最大の Step
Resolution は、負荷モジュールによって異なります。
Step Resolution の詳細については、87 ページを参照してください。
Step Resolution
Minimum*1 Maximum*2 Unit
PEL-2020A
CCH Step HR/20000 HR/2
Amperes A
CCL Step LR/20000 LR/2
Amperes A
CRH Step HR/40000 HR/2
Siemens ℧CRL Step LR/40000 LR/2
Siemens ℧CVH Step HR/40000 HR/2
Voltage V
CVL Step LR/40000 LR/2
Voltage V
CPH Step HR/10000 HR/2
Watt WCPL Step LR/10000 LR/2
Watt W
PEL-2030A (L) CCH Step HR/40000 HR/2
Amperes A
CRH Step HR/40000 HR/2
Siemens ℧CRL Step LR/40000 LR/2
Siemens ℧CVH Step HR/40000 HR/2
Voltage V
CVL Step LR/40000 LR/2
Voltage V
CPH Step HR/30000 HR/2
Watt W
PEL-2030A (R) CCH Step HR/40000 HR/2
Amperes A
CCL Step LR/40000 LR/2
Amperes A
CRH Step HR/40000 HR/2
Siemens ℧CRL Step LR/40000 LR/2
Siemens ℧CVH Step HR/40000 HR/2
Voltage V
CVL Step LR/40000 LR/2
Voltage V
CPH Step HR/25000 HR/2
Watt WCPL Step LR/25000 LR/2
Watt W

183

PEL-2000A Series User ManualPEL-2040A

PEL-2041A

CCH Step
CCL Step
CRH Step

HR/35000
LR/35000
HR/40000

HR/2
LR/2
HR/2

Amperes A
Amperes A
Siemens ℧CRL Step
CVH Step
CVL Step
CPH Step
CPL Step
CCH Step
CCL Step
CRH Step

LR/40000
HR/40000
LR/40000
HR/35000
LR/35000
HR/20000
LR/20000
HR/40000

LR/2
HR/2
LR/2
HR/2
LR/2
HR/2
LR/2
HR/2

Siemens ℧Voltage V
Voltage V
Watt W
Watt W
Amperes A
Amperes A
Siemens ℧LR/40000 LR/2
Siemens ℧CVH Step HR/50000 HR/2
Voltage V
CVL Step LR/50000 LR/2
Voltage V
CPH Step HR/35000 HR/2
Watt WCPL Step LR/35000 LR/2
Watt W*1 HR = High レンジ定格, LR = Low レンジ定格
CRL Step*2 最大値 = HR (LR)/2 ｘ 1.02.

ノート

メインフレームの Selector knob で CC、CR、CV、
CP の値を編集するときは、Shift key を使用して粗調整モードと微調整モードを切り替えます。 微調整の分
解能は、使用する機能と負荷モジュールによって異なります。
粗調整モード:SHIFT

基本操作
1 設定メニュー
の確認

+

184

SHIFT

+

説明

参照

Protection 設定メニューを表示します。

169 ページ

Protection

2 Other メニュ
ーに移動

微調整モード:Other

Go-NoGo

Group

Previous
Configure
Menu

Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。

F1
F2

~

F5

操作
3 CCH Step
メニュー選択

Selector knob を使用し、CCH Step
を選択します。

4 CCH Step
値編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して値を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P7

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

CCH Step

P9

CLEAR

0.002 A

5 CCH Step 確 Selector knob または Enter を押してor ENTER定CCH Step を確定します。
6
手順 3-5 を繰り返し行い、その他の Step Resolution
を設定します。
ノート

設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャネルは影響を受けません。

185

PEL-2000A Series User Manual

Response 設定
概要

パラメータ

Response 設定は、入力電圧が 1V 未満の場合の消費電流を制限するために使用されます。 Response
設定は、負荷の帯域幅を Fast または Normal に設定します。
応答設定は、負荷の帯域幅を通常（Normal, 入力電圧が 1V 未満）または高速（Fast: 入力電圧が 1V 以上）に設定します。
Response については、87 ページを参照してください。
Response
Normal, Fast

基本操作
1 設定メニューの確認

説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

2 Other メニュ
ーに移動
3 Response
メニュー選択Other

Go-NoGo

Group

Previous
Configure
Menu

Other(F2)キーを押して、Other メニュ
ーに入ります。

F1
F2

Selector knob を使用し、Responseを選択します。

05/04/22
16 : 50

LOAD

Response
CCH Step
CCL StepUSB

NormalCH1
CCDH

CRH Step
CRL Step
CVH Step

0.002 A
0.0010 A
0.000800.00080
0.002 V

Protection

Go-NoGo

Other

Ω
Ω

186

参照
169 ページ

Group

80V
conf
Previous
Configure
Menu

~

F5

操作
4 Response
設定

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Response を Normal またはFast を設定します。

Response
5 Response
確定
ノート

NormalSelector knob または Enter を押してor ENTER
Response を確定します。
設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャネルは影響を受けません。

Go/NoGo 動作
概要

Go / NoGo 動作は、しきい値制限を設定し使用します。 負荷の入力状態が、しきい値内の場合は「Go」になります。負荷の入力状態が、しきい値外の場合は「NoGo」になります。
Go / NoGo 動作のしきい値は、Value（High と Lowのしきい値）または Percent(High%、Low%と Center
値)のいずれかで設定できます。

ノート

注意

Go / NoGo は、CC, CV, CR, CP モードだけでなく、High と Low レンジの両方で使用できます。 Go /NoGo ステータスは、背面の Go/NoGo output コネク
タから出力されます。
Go/NoGo output コネクタから出力は、最大 1 秒の遅
延時間の設定ができます。
Go/NoGo 設定は同じ放電モードとレンジの選択中のチャンネルのみに適用されます。

187

PEL-2000A Series User Manual

パラメータ
SPEC Test

OFFON

Go / NoGo 動作を OFF に設定
Go / NoGo 動作を ON に設定

0.0~1.0 秒 NoGo ステータス信号出力遅延時間設定
Entry Mode
Value
High: High しきい値設定
CC, CR モード:
Low: Low しきい値設定
電圧値を設定 Percent
High: 0.0-100.0%を設定
CV, CP モード:
Center 値 x (1 + High%)
Delay Time

電流値を設定Low: 0.0-100.0%を設定
Center 値 x (1 - Low%)
Center: 値を設定

基本操作
1 設定メニューの確認

説明
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

2 Go-NoGo
メニューに
移動
3 SPEC Test
メニュー選択188

Other

Go-NoGoGroup参照
169 ページ
Previous
Configure
Menu

Go-NoGo(F3) key を押して、
Go/NoGo メニューに入ります。
Selector knob を使用し、SPEC Test
を選択します。

F1
F3

~

F5

操作
4 SPEC Test
設定

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して SPEC Test を OFF またはON を設定します。

5 SPEC Test
確定

Selector knob またはEnter を押して SPEC Test
を確定します。
SPEC Test が ON に設定されると、LCD Display のCurrent Operation
Channel Status Panelに”SPEC”が表示されます。

CH1

or ENTER

CCDH

SPEC

80V
conf

3 Delay Time
メニュー選択

Selector knob を使用し、Delay Timeを選択します。

4 Delay Time
値編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して値を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

0

CLEAR

189

PEL-2000A Series User Manual

5 Delay Time確定
6 Entry Mode
メニュー選択

Selector knob または Enter を押してDelay Time を確定します。
Selector knob を使用し、Entry Modeを選択します。

7 Entry Mode
設定

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Entry Mode を Value またはPercent を設定します。

8 Entry Mode
確定

Selector knob または Enter を押して
Entry Mode を確定します。
Value 選択9 パラメータの
設定
ノート

190

or ENTER

or ENTER

Percent 選択

手順 3-5 を繰り返し行い、High, Low, Center の各パ
ラメータを設定します。
設定は選択中のチャンネルのみに適用されます。他のチャネルは影響を受けません。

操作

グループユニット
概要

グループユニット機能には、並列(Para)と同期(Sync)の 2 つのモードがあります。
Para 設定にすると、最大 4 台並列接続された負荷モ
ジュールを、1 台の大きな負荷モジュールとして操作できます。
Sync モード設定にすると、最大 4 台の負荷モジュー
ルを同期運転操作(同じ放電モード, 同じレンジ, 同じ
Value)ができます。
PEL-2000A シリーズの負荷モジュールをグループユ
ニット機能で操作する時、チャネル 1 として扱われま
す。

ノート

パラメータ

グループユニットでは、CC と CR モードのみで使用できます。
シングルチャンネルタイプの負荷モジュール(PEL2040A と PEL-2041A)は、グループユニット機能（Para、Sync）で使用ができます。
PEL-2030A はグループユニット機能で使用できません。
デュアルチャンネルタイプの負荷モジュール(PEL2020A)は、グループユニット機能をSyncモード設定
で使用できます。
全ての負荷モジュールのファームウェアが同じである
必要があります。
Total Unit
OFF: 機能を OFF 設定
2 / 3 / 4: 負荷モジュール数
Group Mode

Para: 並列運転に設定
Sync: 同期運転に設定

Display Mode V,I: 電圧と電流
負荷モジュール V,W: 電圧と電力の表示設定
I,W: 電流と電力
S: LOAD オン時間

191PEL-2000A Series User Manual
ノート

基本操作
1 CH１選択
2 設定メニューの確認

4CH メインフレームで「Total Unit：2」を設定した場
合、CH3 と CH4 のモジュールはグループユニット機
能に設定されません。

説明参照
メインフレームに CH１を表示します。 120 ページ
Protection 設定メニューを表示します。
Protection

3 Group
メニューに移動
4 Total Unit
メニュー選択Other

Go-NoGo169 ページ
Previous
Configure
Menu

Group

Group(F4) key を押して、Group メニ
ューに入ります。

~

Selector knob を使用し、Total Unit を選択します。
05/04/22
16 : 50

LOAD

Total Unit
Group Mode

Protection

Other

USB

OFF
Para
V,I

Display Mode

Go-NoGoGroup

7 Total Unit
設定

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Total Unit を設定します。

8 Total Unit
確定

Selector knob または Enter を押して
Total Unit を確定します。

Total Unit

192

F1
F4

2

CH1
CCDH

80V
conf
Previous
Configure
Menu

or ENTER

F5操作
9 Group Mode Selector knob を使用し、Group
メニュー選択 Mode を選択します。
10 Group Mode Selector knob を押して(もしくは設定
ENTER key を押す)、次に Selectorを回して Group Mode を Para またはSync を設定します。
11 Group Mode Selector knob または Enter を押して確定
Group Mode を確定します。

Group Modeor ENTER

Para
CH1P

Group Mode 設定により、CH 番号横に表示される文字が変わります。

CCDHPara 設定: P
Sync 設定: S
80V
conf

12 Display Mode Selector knob を使用し、Display
メニュー選択 Mode を選択します。
13 Display Mode Selector knob を押して(もしくは設定
ENTER key を押す)、次に Selectorを回して Display Mode を設定します。
14 Display Mode Selector knob または Enter を押して確定
Display Mode を確定します。

Display Modeor ENTER

V,I

15 グループユニ グループユニット機能をオフにするにット機能 OFF は、Selector knob を使用して Total
Unit を OFF にします。

Total Unit

OFF

193

PEL-2000A Series User Manual

メインフレーム設定
本章は、すべてのチャンネルおよび一般的なインタフェースセッティングについて説明します。

システム情報へのアクセス
概要
パラメータ

194

システム情報は、メインフレームおよび負荷モジュー
ルのシリアル番号を表示します。
MainFrame Ver: メインフレームファームウェアバージ
ョンおよび日付(月/日)。
PEL-200X SN: メインフレームのシリアル番号。
SlotX(Y)Ver:
CH 番号 Y を持つ、X 番目のスロットに配置された、X 番目の負荷モジ
ュールのバージョン番号。
PEL-20XX SN: X 番目の負荷モジュールのシリア
ル番号とモジュールモデル。
Y は、取り付けられている各負荷モジュールのチャネ
ルを示します。 たとえば、デュアルチャネル負荷モジ
ュールが搭載されている場合、ファームウェアとシリア
ル番号には Ch（1,2）が使用されます。

操作
パネル操作

Shift key → Help key の順に key を押すと、ユーティリティ System Info メニュ
ーが表示されます。

06/15/18
16 : 50LOAD

UTILITY

SHIFT

HELP
+ CHANUSB

MainFrame Ver: 1.XX XXXX
PEL-2002 SN: EJXXXXXX
Slot1(1)Ver: 1.XX
PEL-2041 SN: EJXXXXXX
Slot2(2)Ver: 1.XX
PEL-2041 SN: EJXXXXXX
System
Info

ノート

Load

Interface

Other
Time Set Configure

コマンドでメモを設定した場合は、System Info（F1）key を押すと System Memo メニューが表示されます。
（詳細については、プログラミングマニュアルのコマン
ド「：MEMo」および「：CHANnel：MEMo」が含まれている章を参照してください）

06/15/18
16 : 50

LOAD

USB

MainFrame (PEL-2004A) MEMO:No MemoCH1 (PEL-2040A) MEMO:
123
CH2 (PEL-2040A) MEMO:
123
SystemMemo

LoadInterface

Other
Time Set Configure195

PEL-2000A Series User Manual

電源オンでの負荷状態設定
概要

パラメータ

PEL-2000A シリーズでは、最後のプログラムまたは負荷設定から、自動的に読み出しを開始できます。
Auto Load On 設定に Load がセットされていれば、機器がリセットされる前の、最後に使用された負荷設定が自動的に読み出されます。
Auto Load On 設定に Program がセットされていれ
ば、最後に実行されたプログラムが次に開始されるプ
ログラムとなります。
Auto Load
ON / OFF
Auto Load On

基本操作

Load / Program

説明参照

１ ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 負荷設定Load(F2) key を押すと、Load Setting
メニュー
メニュー表示になります。
3 Auto Load
Selector knob を使用し、Auto Load
メニュー選択 を選択します。

05/04/22
16 : 50LOAD

UTILITY

SHIFT

HELP
+ CHAN

F1
F2

USB

Load Setting
Auto Load
Auto Load On

OFF
Load
O

System
Info

196

Load

Interface

Other
Time Set Configure

~

F5

操作
4 Auto Load
設定

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Auto Load を OFF またはON に設定します。

5 Auto Load
確定

Selector knob または Enter を押してor ENTER
Auto Load を確定します。
手順 3-5 を行い、Auto Load On を Load またはProgram に設定します。

6 Auto Load
On 設定

スピーカーの設定
概要

パラメータ

PEL-2000A シリーズには、メインフレームと負荷モジ
ュールの両方に内部スピーカーがあります。スピーカ
ー機能により、UI(Key 操作および Knob 操作)のサウ
ンドを ON/OFF 設定します。スピーカー設定は、保護
アラームまたは Go/NoGo アラームのサウンドは変えません。
Speaker ON/OFF

基本操作
説明
参照
１ ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 Speaker
Selector knob を使用し、Speaker を
メニュー選択 選択します。

UTILITY

~

197

F5

PEL-2000A Series User Manual

05/04/22
16 : 50

LOAD

USB

Other Setting
Speaker
Contrast
Brightness
Frame CONT
Alarm Tone(M)SystemInfo

4 Speaker
設定

Load

Interface

Other
Time Set Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Speaker を OFF または ONに設定します。

Speaker
5 Speaker
確定

ON
8
64
OFF
OFF

ON

Selector knob または Enter を押してSpeaker を確定します。

or ENTER

ディスプレイ設定の調整
概要

パラメータ

PEL-2000A シリーズのメインフレームには、TFT 液
晶ディスプレイを搭載しています。 ディスプレイの明るさとコントラストを設定できます。
Brightness 50~9050(low) 90(bright)
Contrast
3~133(low) 13(high)

基本操作
説明
参照
１ ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。

UTILITY

~

198

F5

操作
3 Contrast
メニュー選択

Selector knob を使用し、Contrast を選択します。

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting

Speaker
Contrast
Brightness
Frame CONT
Alarm Tone(M)SystemInfo

4 Contrast
設定

Load

5

ON
8
64
OFF
OFF

Interface Time Set

Configure
Other

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Contrast を設定します。

Contrast
5 Contrast
確定

USB

8

Selector knob または Enter を押してor ENTER
Contrast を確定します。
手順 3-5 を行い、Brightness を設定します。

フレームリンク制御の設定
概要

ノート
Parameters

フレームリンク制御は、マスターメインフレームでスレ
ーブメインフレームを制御できます。 フレームリンク制
御、フレームリンク制御インタフェース、および接続については、53 と 271 ページを参照してください。
フレームリンク制御を使用する場合は、全てのメインフレームに同じファームウェアがインストールされていることを確認してください。
Frame CONT
ON/OFF199

PEL-2000A Series User Manual

基本操作
説明
参照
1 メインフレーム フレームリンク接続を使用してメインフ 53 ページの接続
レームを接続します。
2 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
3 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
4 Frame CONT Selector knob を使用し、Frame
メニュー選択 CONT を選択します。

UTILITY~

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting
Speaker
Contrast
Brightness
Frame CONT
Alarm Tone(M)SystemInfo

Load

Interface

OFF
8
64
OFF
OFF

Other
Time Set Configure

4 Frame CONT Selector knob を押して(もしくは設定
ENTER key を押す)、次に Selectorを回して Frame CONT を ON または
OFF に設定します。
5 Frame CONT Selector knob または Enter を押して確定
Frame CONT を確定します。

200

USB

or ENTER

F5

操作

FRM

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting

Speaker
Contrast
Brightness
Frame CONT
Alarm Tone(M)SystemInfo

Load

Interface

USB

OFF
8
64
ON
OFF

Other
Time set Configure

Frame CONT が ON に設定されている場合、メイン
フレームはディスプレイの上部に FRM（マスター）または FRS（スレーブ）を表示します。
6 スレーブメイン 接続されているスレーブメインフレームも、上記の手フレーム設定 順で Frame CONT を ON に設定します。

Selector knob の設定
概要

パラメータ

メインフレームの Selector knob は、Update またはOld モードに設定できます。
Update モード設定の場合、Selector knob を回すと負荷モジュールの設定値も同時に変更されます。
Old モード設定の場合、Selector knob を回しても、
Selector knob または Enter key を押さない限り、負荷モジュールの設定値は変更されません。
Knob Type
Updated/Old

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。

UTILITY~
201

F5

PEL-2000A Series User Manual
3 Frame CONT Selector knob を使用し、Frame
メニュー選択 CONT を選択します。

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting

Brightness
Frame CONT
Alarm Tone(M)
Alarm Tone(S)Knob Type
SystemInfo

4 Knob Type
設定

Load

202

64
OFF
OFF
OFF
UpdatedOther
Time Set Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Knob Type を Updated または Old に設定します。

Knob Type5 Knob Type
確定

InterfaceUSB

Updated

Selector knob または Enter を押してKnob Type を確定します。

or ENTER

操作

アラーム音の設定
概要

パラメータ

PEL-2000A シリーズには 2 種類のアラームがあり、1 つはメインフレーム(Alarm Tone M)、もう 1 つは各負荷モジュール(Alarm Tone S)にあります。
Alarm Tone(M)/(S)はそれぞれ ON または OFF にセットできます。
Alarm Tone(M)ON/OFF
Alarm Tone(S)ON/OFF

基本操作
説明参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 Alarm
Selector knob を使用し、AlarmTone(M)
Tone(M)を選択します。
メニュー選択UTILITY~

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting
Brightness
Frame CONT
Alarm Tone(M)
Alarm Tone(S)Knob Type
SystemInfo

4 Alarm
Tone(M)
設定

Load

Interface

USB

64
OFF
OFF
OFF
UpdatedOther
Time Set Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Alarm Tone(M)を ON または
OFF に設定します。

203

F5

PEL-2000A Series User Manual

Alarm Tone(M)ON

5 Alarm
Selector knob または Enter を押してor ENTER
Tone(M)
Alarm Tone(M)を確定します。
確定
6 Alarm
手順 3-5 を行い、Alarm Tone(S)を設定します。
Tone(S)設定

Go/NoGo アラーム音の設定
概要

パラメータ

いずれかのチャンネルから Go/NoGo 制限が作動する場合、トーンをアラームとして設定可能です。
Go-NoGo のトーンのアラーム設定はすべてのチャンネルに適用されます。
Go_NoGo Tone
ON/OFF

基本操作
説明参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 Go_NoGo
Selector knob を使用し、Go_NoGo
Tone
Tone を選択します。
メニュー選択UTILITY~

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting
Alarm Tone(S)Knob Type
Go_NoGo Tone
Slave Knob
Language
System
Info

204

Load

InterfaceUSB

OFF
UpdatedOFF
SetValue
EnglishOther
Time Set Configure

F5

操作
4 Go_NoGo
Tone
設定

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Go_NoGo Tone を ON または OFF に設定します。

Go_NoGo Tone
5 Go_NoGo
Tone
確定

OFF

Selector knob または Enter を押して
Go_NoGo Tone を確定します。

or ENTER

Slave Knob の設定
概要

ノート
パラメータ

負荷モジュールは、負荷モジュールまたはメインフレームの両方から操作ができます。 負荷モジュールのSlave Knob を使用して負荷モジュールを操作する場
合、SetValue と Measured の 2 つの異なるタイプを設定できます。
LOAD オンで負荷モジュールを操作する場合、負荷モジュール表示は以下の様になります。これらの設定
は、全てのチャネルに適用されます。
”SetValue”設定の場合、設定値（A 値、B 値）を表示します。
“Measure”設定の場合、実際の測定値を表示します。
“Measure”設定で Slave Knob を押しすと、一時的に負荷モジュールに設定値表示します。
Slave Knob Measure/SetValue

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 Slave Knob Selector knob を使用し、Slave Knob
メニュー選択 を選択します。

UTILITY~
205

F5

PEL-2000A Series User Manual

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting
Alarm Tone(S)Knob Type
Go-NoGo Tone
Slave Knob
Language
SystemInfo

4 Slave Knob
設定

Load

OFF
UpdatedOFF
SetValue
EnglishOther
Time Set Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Slave Knob を Measure ま
たは SetValue に設定します。

Slave Knob
5 Slave Knob
確定

InterfaceUSB

SetValue

Selector knob または Enter を押してSlave Knob を確定します。

or ENTER

言語セッティングの参照
概要

言語セッティングはユーティリティメニューで参照でき
ます。

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 Language
Selector knob を使用し、Language
メニュー選択 を選択します。

UTILITY

~

206

F5

操作

05/04/22
16 : 50

LOAD

Other Setting
Alarm Tone(S)Knob Type
Go-NoGo Tone
Slave Knob
Language
SystemInfo

Load

InterfaceUSB

OFF
UpdatedOFF
SetValue
EnglishOther
Time Set Configure

Language メニューに English が表示されています。

High Resolution 動作の設定
概要

パラメータ

負荷モジュールに表示されている電圧、電流、電力の測定値と設定値に差がある場合、測定値が設定値に近づくように負荷設定値を微調整します。
ON: 負荷設定値の微調整動作を ON に設定します。
この動作は、LOAD オンの 1 秒後に実行されます。
OFF: 負荷設定値の微調整動作を OFF に設定します。
High Resolution
ON/OFF

基本操作
説明参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 HighSelector knob を使用し、High
Resolution
Resolution を選択します。
メニュー選択UTILITY

~

207

F5

PEL-2000A Series User Manual
05/04/22
16 : 50

Other SettingHigh Resolution
System Mode
Von Latch Clear
Measure Period
Jog Shuttle Control
SystemInfo

4 HighResolution
設定

Load

ON
0
Auto
200ms
OFF

Interface Time Set

Configure
Other

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して High Resolution を ON または OFF に設定します。

High Resolution
5 HighResolution
確定

USB

LOAD

ON

Selector knob または Enter を押してHigh Resolution を確定します。

or ENTER

System Mode の設定
概要

リモートコマンドを受信した場合、メインフレーム LCD
display を高速モードまたは通常モードに設定します。
1 に設定: 高速モード。
0 に設定: 通常モード。

ノート
パラメータ

System Mode 高速と通常の詳細については、プログ
ラミングマニュアルのコマンド：UTILity：REMote：
MODE を参照してください。
System Mode
0/1

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
SHIFT
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。

208

UTILITY

HELP+ CHAN操作
2 Otherメニュー
3 System
Mode
メニュー選択Other(F5) key を押すと、Other メニュ
ー表示になります。
Selector knob を使用し、System
Mode を選択します。
05/04/22
16 : 50

SystemInfo

4 System
Mode
設定

Load

ON
0
Auto
200ms
OFF

Interface Time Set

Configure
Other

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して System Mode を 0 または 1に設定します。

System Mode
5 System
Mode
確定

~

USB

LOAD

Other SettingHigh Resolution
System Mode
Von Latch Clear
Measure Period
Jog Shuttle Control

F1
F5

0

Selector knob または Enter を押してSystem Mode を確定します。

or ENTER

209

F5

PEL-2000A Series User Manual

Von Latch Clear の設定
概要

Von Latch が ON に設定され負荷モジュールが電流を流しているている場合、2 種類(Auto/Manual)の動作選択ができます。
Auto：負荷モジュールの端子電圧が、Von 電圧より低く 25ms 以上 0V に近い電圧の場合、負荷モジュールは電流を停止します。
Manual：負荷モジュールの端子電圧が 0V に近づいても電流は継続して流れます。
Voltage
Input
Voltage
Von
Voltage
Time
Amp

25ms
Load
Current

Load
Current

Von Latch: on
Von Latch Clear: Auto
Time

Amp

OFF

ON
Load
CurrentON
Von Latch: on
Von Latch Clear: Manual
Time

ON

ノート

パラメータ

この機能は、Von Latch が ON に設定されている場
合にのみ使用できます。
Von Latch については、86 および 175 ページを参照
してください。
Von Latch Clear Auto/Manual

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。

UTILITY

~

210

F5

操作
3 Von Latch
Clear
メニュー選択

Selector knob を使用し、Von Latch
Clear を選択します。
05/04/22
16 : 50

LOAD

Other SettingHigh Resolution
System Mode
Von Latch Clear
Measure Period
Jog Shuttle Control
SystemInfo

4 Von Latch
Clear
設定

Load

Interface Time Set

ON
0
Auto
200ms
OFF
Other
Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Von Latch Clear を Auto ま
たは Manual に設定します。

Von Latch Clear
5 Von Latch
Clear
確定

USB

Auto

Selector knob または Enter を押して
Von Latch Clear を確定します。

or ENTER

測定サンプルレートの設定
概要

PEL-2000A シリーズは、測定サンプルレートを選択できます。 電圧と電流のサンプリングレートには、
200ms または 20ms が選択できます。

パラメータ

Measure Period

200ms/20ms

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。

UTILITY~
211

F5

PEL-2000A Series User Manual
3 Measure
Period
メニュー選択

Selector knob を使用し、Measure
Period を選択します。
05/04/22
16 : 50

Other SettingHigh Resolution
System Mode
Von Latch Clear
Measure Period
Jog Shuttle Control
SystemInfo

4 Measure
Period
設定

USB

LOAD

Load

ON
0
Auto
200ms

Interface Time Set

OFF
Other
Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Measure Period を 200ms
または 20ms に設定します。

Measure Period 200ms
5 Measure
Period確定

Selector knob または Enter を押してMeasure Period を確定します。

or ENTER

Slave knob 操作による設定値増減量の設定
概要

負荷モジュールの Slave knob 操作による設定値増
減量が設定できます。
ON 設定: Slave knob を早く操作すると、設定値増減
量は大きくなります。
OFF 設定: 設定値増減量は、Slave knob の操作数になります。

パラメータ212

Jog Shuttle Control

ON/OFF

操作

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 Jog Shuttle Selector knob を使用し、Jog Shuttle
Control
Control を選択します。
メニュー選択UTILITY~

05/04/22
16 : 50

Other SettingHigh Resolution
System Mode
Von Latch Clear
Measure Period
Jog Shuttle Control
SystemInfo

4 Jog Shuttle
Control
設定

USB

LOAD

Load

ON
0
Auto
200ms

Interface Time Set

OFF
Configure
Other

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Jog Shuttle Control を ON
または OFF に設定します。

Jog Shuttle Control OFF
5 Jog Shuttle
Control
確定

Selector knob または Enter を押して
Jog Shuttle Control を確定します。

or ENTER

213

F5

PEL-2000A Series User Manual

RVP 動作による Load オフの設定
概要

ノート
パラメータ

負荷モジュールが逆電圧入力を検出すると、RVP が動作します。その時の負荷モジュールの動作を設定します。
ON 設定: RVP が検出されると、画面に Alarm が表示され、負荷入力値(V, A, W)の読み込みが停止します。
OFF 設定: RVP が検出されると、Alarm が画面に表示されますが、LOAD オンのままです。
この設定はすべてのチャネルに適用されます。 ただし、各チャネルは個別に RVP を検出し、Alarm を発して負荷モジュールを停止する動作を実行します。
RVP Load Off

ON/OFF

基本操作
説明参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Other
Other(F5) key を押すと、Other メニュ
F1
F5
メニュー
ー表示になります。
3 RVP Load
Selector knob を使用し、RVP Load
OffOff を選択します。
メニュー選択UTILITY

~

214

F5

操作
05/04/22
16 : 50

LOAD

USB

Other Setting
System Mode0
Von Latch Clear
Auto
Measure Period 200ms
Jog Shuttle Control OFF
RVP Load Off
SystemInfo

4 RVP Load
Off
設定

Load

Interface Time Set

Configure
Other

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して RVP Load Off を ON または
OFF に設定します。

RVP Load Off
5 RVP Load
Off
確定

OFF

OFF

Selector knob または Enter を押して
RVP Load Off を確定します。

or ENTER

日付と時刻の設定
概要

パラメータ

日付と時刻の設定は、ファイルを保存するときにファイ
ルにタイムスタンプを付けるために使用されます。
日付と時刻は、メインフレームのディスプレイ上部に表示されます。
Month
1~12
Day
1~31
Year
1990~2038
Hour
0~23
Minute
0~59

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
SHIFT
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。

UTILITY

HELP+ CHAN215

PEL-2000A Series User Manual
2 Otherメニュー
3 Month
メニュー選択Time set(F5) key を押すと、Date /Time メニュー表示になります。
Selector knob を使用し、Month を選択します。

05/04/22
16 : 50

LOAD

F1
F4

~

RS232

Date/Time
Month
Day
Year
Hour
MinuteSystemInfo

4 Month設定
5 Month
確定
6

216

O

Load

Interface

6
15
18
16
50

Other
Time Set Configure

Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Month を設定します。
Selector knob または Enter を押してor ENTER
Month を確定します。
手順 3-5 を繰り返し行い、Day, Year, Hour, Minuteを設定します。

F5

操作

インタフェース設定
この章では、リモート接続で PEL-2000A メインフレームを使用するときに適用される構成設定について説明します。 リモートコントロールには、
RS-232C, USB, LAN および GP-IB のインタフェースがあります。 一度に使用できるインタフェースは 1 つだけです。
インタフェースの詳細については、エラー! ブックマークが定義されていません。ページの「インタフェース」セクションを参照してください。

RS-232 の設定
概要

パラメータ

RS-232 を使用する場合、いくつかのパラメータを設定する必要があります。 これらには、ボー レート、ストップ ビット、およびパリティが含まれます。 RS232 パラメータを設定するときは、ホスト マシンホスト機器(PC等)のパラメータと一致していることを確認してくださ
い。
Mode
RS232
Baud Rate 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400
Data Bit
8 (固定)
ParityNone / Odd / Even
Stop Bit
1/ 2

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Interface
Interface(F3) key を押すと、Interface
F1
F3
メニュー
メニュー表示になります。

UTILITY

~

217

F5

PEL-2000A Series User Manual
05/04/22
16 : 50

USB

LOAD

InterfaceUSB

O

SystemInfo

3 Interface
設定

Load

Interface

Other
Time Set Configure

Interface を RS232 に設定します。

Interface

RS232

Selector knob または Enter を押してor ENTERInterface を RS232 に確定します。
O を設定します。
5 Selector Knob を操作して、Data Bit, Parity, Stop Bit
4 Interface
確定

ノート

Baud Rate, Parity, Stop Bit は、ホスト機器と同じ設定にする必要があります。
RS232 機能チェックについては、221 ページの「RS232C、LAN、USBCDC 機能チェック」のセクションを参照してください。

USB の設定概要
USB 接続3 つのインタフェースオプションの中で、USB が最も設定が簡単です。
Type A, hostPC 側コネクタ
PEL-2000A 側コネクタ
Speed

Type B, device
1.1/2.0(full speed)

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
SHIFT
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。

218

UTILITY

HELP+ CHAN

操作
2 Interface
メニュー
3 Interface
設定

Interface(F3) key を押すと、Interface
メニュー表示になります。
Interface が USB でない場合は、
Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Interface を USB に設定します。

Interface
4 Interface
確定

F1
F3

~

USB

Selector knob または Enter を押してor ENTERInterface を USB に確定します。
O USB
05/04/22
LOAD
16 : 50

InterfaceUSB

O

SystemInfo

Load

Interface

Other
Time Set Configure

4 USB ケーブル USB ケーブルを背面の USB-B スレ
接続
ーブポートに接続します。
5 ドライバーのイ PC が USB ドライバーを要求したら、inf ファイルを指ンストール定します。USB ドライバは弊社 HP よりダウンロードしてください。
ノート

USB CDC 機能チェックについては、221 ページの「UART、LAN、USBCDC 機能チェック」のセクションを参照してください。

219

F5PEL-2000A Series User Manual

LAN の設定
基本操作
1
2
3 Interface
パラメータ
設定

説明
SHIFT key → HELP key の順番にkey を押します。
Interface(F3) key を押します。

参照
UTILITY

SHIFT

HELP
+ CHAN

F1
F3~

Selector Knob を使用して、Interface
パラメータを Ethernet に設定します。
05/04/22
16 : 50

LOAD

Ethernet

Ethernet
Interface
Connetion status
OfflineMAC
24-22-00-D7-BA-CB
O
DHCP
ON
IP Address
172. 16. 5. 111
Subnet Mask
255. 255. 128. 0
SystemInfo

Load

4 Connection
05/04/22
status の確認 16 : 50

Interface

LOAD

Other
Time Set Configure

Ethernet

Ethernet
Interface
Connetion status
OnlineMAC
24-22-00-D7-BA-CB
O
DHCP
ON
IP Address
172. 16. 5. 111
Subnet Mask
255. 255. 128. 0
SystemInfo

Load

Interface

Other
Time Set Configure

インジケータ「Ethernet」が緑色に変わり、Connection
status が Online 状態になることを確認します。
220

F5

操作

RS-232C, LAN および USB-CDC 機能チェック
概要

RS-232C、LAN および USB-CDC 機能をテストするには、National Instruments Measurement andAutomation Explorer を使用できます。 このプログラ
ムは、NI Web サイト（www.ni.com.）で、VISA を検索
しダウンロードしてください。

必要 OS

Operating System: Windows XP, 7 以後

ノート
手順
1 機能チェック

2

3

機能チェックは、ケーブル接続が完了し、PEL-2000A
インタフェースが設定された後に実行できます。
説明
NI Measurement and Automation Explorer（MAX）
プログラムを起動します。 Windows を使用して、以下の操作をします。
[Start] > [All Programs] > [National Instruments] >[Measurement ＆ Automation]
Configuration panel にアクセスし、[My System] >[Devices and Interfaces]の順でクリックし、RS232C、USB または LAN インタフェースを介して PEL2000A に接続されている対応するポートを選択します。
この例（NI MAX バージョン 18.0.0f0）では、PEL2000A が COM 1（ASRL1）に接続されています。
ASRL1 :: INSTR“ COM1”を選択した後、Open VISA
テストパネルをクリックします。

221

PEL-2000A Series User Manual
ASRL 設定ページで、シリアル設定の情報を見ることができます。

4

4

ノート

Baud Rate, Data Bits, Stop Bits, Parity は、PEL2000A シリーズと同じ設定にする必要があります。
PEL-2000A シリーズの各種設定については、217 ページを参照してください。

5[I/O Setting]をクリックします。

6[Enable Termination Character: 終了文字を有効にする]チェックボックスがオンになっていて、[Terminal
character]が、[Line Feed - \ n]であることを確認してください。
[Apply Changes: 変更を適用]をクリックします。

7

5
6

7

222

操作
8

[Input/Output]アイコンをクリックします。

9[Select or Enter Command]に[*IDN?\n]を入力しま
す。

10
11

[Query]をクリックします。
ダイアログボックスに* IDN？\ n のクエリが表示されます。
クエリ内容は、製造元, モデル名, シリアル番号およびファームウェアバージョンを返します。
GW Instek,PEL-2000A,00000001, V3.01\n1011
GW Instek,PEL-2004B,00000001, V3.01\ n

ノート

USB-CDC に対応する COM ポートは、USB ドライバ
ーが適切にインストールされるまで存在しません。
USB-CDC 機能チェックを行う場合は、VISA リソース
名を、システムの仮想 COM ポートとして USBCDC プ
ロトコルが使用する COM ポートに変更する必要があ
ります。

223

PEL-2000A Series User Manual

GP-IB の設定
概要
パラメータ

GP-IB の使用時は、アドレスを指定する必要があります。
Address
01~30

基本操作
説明
参照
1 ユーティリティ Shift key → Help key の順に key を
HELP
SHIFT
+ CHAN
メニュー表示 押すと、ユーティリティ System Info メ
ニューが表示されます。
2 Interface
Interface(F3) key を押すと、Interface
F1
F3
メニュー
メニュー表示になります。

UTILITY

05/04/22
16 : 50

~

USB

LOAD

InterfaceUSB

O

SystemInfo

3 Interface
設定

Load

Interface

Other
Time Set Configure

Interface が GPIB でない場合は、
Selector knob を押して(もしくはENTER key を押す)、次に Selectorを回して Interface を GPIB に設定します。

Interface
4 Interface
確定

224

Selector knob または Enter を押してInterface を GPIB に確定します。
O

GPIB
or ENTER

F5

操作05/04/22
16 : 50

GPIB

LOAD

Interface

GPIB

Address

01
O

SystemInfo

5 Address
メニュー選択LoadInterface

Other
Time Set Configure

Selector knob を使用し、Address を選択します。

6 Address 番号 Selector knob を押して(もしくは設定
ENTER key を押す)、次に Selectorを回して Address 番号を 1-30 に設定します。
7 Address 番号 Selector knob または Enter を押してor ENTER
確定
Address 番号を確定します。
8 ケーブル接続 GP-IB ケーブルをリアパネル GP-IB
port に接続します：24 ピンメスコネク
タ。
GP-IB の制約
・ 合計で最大 15 台のデバイス、20m のケーブル長、各デバイス間は 2m 以内
・ 各デバイスには、異なるアドレス番号
・ デバイスの 2/3 が、電源オン

ノート

・ ループまたは並列接続なし
GP-IB アドレスはホスト機器が設定するアドレスと一致する必要があります。
GP-IB 機能チェックについては、226 ページの「GP-IB
機能チェック」のセクションを参照してください。

225

PEL-2000A Series User Manual

GP-IB 機能チェック
概要

GP-IB 機能をテストするには、National Instruments
Measurement and Automation Explorer を使用できます。 このプログラムは、NI Web サイト（www.ni.com.）で、NI-488.2 をダウンロードしてくださ
い。

必要 OS

Operating System: Windows XP, 7 以後

機能チェックNational Instruments Measurement ＆ Automation
Controller ソフトウェアを使用して、GP-IB 機能を確認してください。
詳細については、National Instrument の Web サイト（http://www.ni.com）を参照してください。

手順
1

説明

2

NI Measurement and Automation Explorer（MAX）
プログラムを起動します。 Windows を使用して、次を押します。
[Start] > [All Programs] > [National Instruments] >[Measurement ＆ Automation]
Configuration panel にアクセスし、[My System] >[Devices and Interfaces] > [GPIB0]の順にクリックします。

3[Scan for Instruments]を選択します。

4[Connected Instruments]パネルで、PEL-2000A は、
PEL-2000A で構成されたものと同じアドレスを持つ機器 0 として検出される必要があります。

5[Instrument 0]アイコンを、ダブルクリックします。

226

操作

3

2

4
5

GW Instek,PEL-2000A,00000001, V108\ n

6[Communicate with Instrument]を、クリックします。

7[NI-488.2 Communicator]ウィンドウで Send Stringに、[* IDN？] を入力します。

8[Query]ボタンをクリックして、* IDN？を送信します。
[String Received]のテキストボックスに、次のクエリが表示されます。
クエリ内容は、製造元, モデル名, シリアル番号およびファームウェアバージョンを返します。
GW Instek, PEL-2000A,00000001, V1.08\n

6

7
8

9

GW Instek,PEL-2000B,00000001, V108\ n

機能チェックが完了しました。

227

PEL-2000A Series User Manual

データの保存/呼び出し
Memory データの保存/呼び出し概要

PEL-2000A シリーズは、最大 120 の異なるチャネル
設定(放電モード、設定値)データを Memory データとして内部メモリーに保存できます。
Memory データは、プログラム機能のシーケンスまたは個々のチャネル設定で使用されます。 データの詳細については、92 ページを参照してください。

基本操作
1 ファイル操作
開始

説明
FILE key を押します。

参照
FILE

2 Media
F1 key を押し、Media Memory を選
Memory 選択 択します。
Media
Memory

Media
USB

F1
F1

Media
DefaultUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemoryMemory

~

CH1
CCDH

M001

80V
file
Media
MemorySave

RecallConfigure

3 Channel Data Selector Knob を使用して、Channel
設定
Data を Current に設定します。

Channel Data
228

Current

F5

操作
4 Data Type設定

Selector Knob を使用して、Data
Type を Memory に設定します。

Data Type
5 Memory
メニュー選択MemorySelector Knob を使用して、Memory
を選択します。

6 Memory 番号 Selector knob を押し、Selector knob
編集を回して Memory 番号(M001-M120)を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

CLEAR

0

USB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemoryMemory

P7

CH1
CCDH

M001

80V
file
Media
MemorySave

RecallConfigure

7 Memory 番号 Selector knob または Enter を押してor ENTER
確定
Memory 番号を確定します。
8 保存
Save(F3) key を押すと、手順 7 で確F1F3定した Memory 番号に、チャネル構
成データを保存します。
保存が確定すると、以下のメッセージを表示します。

~

Memory No 001 Save OK

229

F5

PEL-2000A Series User Manual
9 呼び出しRecall(F4) key を押すと、手順 7 で確定した Memory 番号のチャネル構成
データが呼び出されます。

F1
F4

~

F5

データを呼び出した後、表示はチャン
ネルメニューに戻ります。

Preset データの保存/呼び出し概要

PEL-2000A シリーズは、チャネルごとに最大 10 個のPreset データを内部メモリーに保存できます。 Preset
データは、チャンネルごとに個別に（Channel Data:
Current）、または全てのチャンネルを同時に（Channel Data: All）保存または呼び出すことができます。
データの詳細については、92 ページを参照してください。

基本操作
1 ファイル操作
開始

説明
FILE key を押します。

参照
FILE

2 Media
F1 key を押し、Media Memory を選
Memory 選択 択します。
Media
Memory

Media
USB

F1
F1

Media
DefaultUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemoryMemory

~

CH1
CCDH

M001

80V
file
Media
Memory230

Save

RecallConfigure

F5

操作
3 Channel
Data,
Data Type
編集

Selector knob を使用して、Channel
Data と Data Type を編集します。

選択中のチャンネルのみを保存または呼び出すには、[Current]と[Preset]を選択します。

Channel Data

Current

Data Type

Preset

全てのプリセットを保存または呼び出すには、[All]と[Preset]を選択します。

Channel Data

All

Data Type

Preset4 Preset
メニュー選択

Selector Knob を使用して、Preset を選択します。

5 Preset 番号
編集

Selector knob を押し、Selector knob
を回して Preset 番号(P0-P9)を編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P8

7

8

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

P9

1

2

3

P0

CAL.

LOCK

CLEAR

0

USB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
PresetPreset

P7

CH1
CCDH

P0

80V
file
Media
MemorySave

RecallConfigure231

PEL-2000A Series User Manual
6 Preset 番号確定
7 保存

Selector knob または Enter を押してor ENTER
Preset 番号を確定します。
Save(F3) key を押すと、手順 6 で確F1F3定した Preset 番号に、チャネル構成
データを保存します。
保存が確定すると、以下のメッセージを表示します。

~

F5

~

F5

Preset P0 Save OK
8 呼び出しRecall(F4) key を押すと、手順 6 で確定した Preset 番号のチャネル構成データが呼び出されます。

F1
F4

データを呼び出した後、表示はチャン
ネルメニューに戻ります。

Setup データの保存/呼び出し概要

PEL-2000A シリーズは、最大 4 つの異なる Setup データを内部メモリーに保存できます。Setup データはファイルメニューで保存操作ができます。 Setup データ
は、各チャネル構成状態が保存されています。 データの詳細については、93 ページを参照してください。

基本操作
1 ファイル操作
開始

説明

参照

FILE key を押します。

FILE

2 Media
F1 key を押し、Media Memory を選
Memory 選択 択します。
Media
Memory

232

Media
USB

Media
Default

F1
F1

~

F5

操作

USB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemoryMemory

CH1
CCDH

M001

80V
file
Media
MemorySave

RecallConfigure

3 Channel Data Selector Knob を使用して、Channel
設定
Data を All に設定します。

Channel Data
4 Data Type設定

Selector Knob を使用して、Data
Type を Setup に設定します。

Data Type
5 Setup
Memory
メニュー選択All

Setup

Selector Knob を使用して、Setup
Memory を選択します。

6 Setup
Selector knob を押し、Selector knob
Memory 番号 を回して Setup Memory 番号(1-4)を編集編集します。
または
数字パッドを使用して数字を入力しま
す。

P7

P8

7

8

P9

9

P4

P5

P6

4

5

6

P1

P2

P3

1

2

P0

CAL.

0

3
LOCK

CLEAR

233

PEL-2000A Series User ManualUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

All
Setup

Setup Memory

1

CH1
CCDH

80V
file
Media
MemorySave

RecallConfigure

7 Setup
Selector knob または Enter を押してor ENTER
Memory 番号 Setup Memory 番号を確定します。
確定
8 保存
Save(F3) key を押すと、手順 7 で確F1F3定した Setup Memory 番号に、チャネ
ル構成データを保存します。
保存が確定すると、以下のメッセージを表示します。

~

F5

~

F5

Setup Memory 1 Save OK
9 呼び出しRecall(F4) key を押すと、手順 7 で確定した Setup Memory 番号のチャネ
ル構成データが呼び出されます。

F1F4

呼び出しが完了すると、以下のメッセージを表示します。

Setup Memory 1 Recall OK

234

操作

USB メモリーの操作
概要

PEL-2000A シリーズは、USB メモリーに保存されているフォルダーやファイルに 4 種類の操作をする事ができます。
 Select: USB メモリーに保存されているフォルダーやファイルの選択ができます。（手順 5-6 にて説明、
236 ページを参照）
 New Folder: USB メモリーに新しいフォルダーの作
成ができます。（手順 7-12 にて説明、238 ページを参照）
 Rename: USB メモリーに保存されているファイルやフォルダー名の変更ができます。（手順 13-19 にて説明、239 ページを参照）
 Delete: USB メモリーに保存されているファイルやフォルダーの削除ができます。 （手順 20 にて説明、
240 ページを参照）

ノート

基本操作
1 USB の挿入

USB メモリーにファイルを保存する時、ファイルパスが設定されていない場合、ファイルはルートフォルダーに保存されます。

2 ファイル操作
開始

説明参照
メインフレームフロントパネルの USB
スロットに USB メモリーを挿入します。
FILE key を押します。
FILE

3 Media USB
選択

F1 key を押し、Media USB を選択し
ます。
Media
Memory

Media
USB

Media
Default

F1
F1

~

235

F5

PEL-2000A Series User ManualUSB

05/04/22
16 : 50

LOAD

Save Chan
Data Type

Current
MemorySave File
Recall File

2030L_00.M
2030L_01.M

Path: usb:
Media
USB

Save

Recall

CH1
CCDH

80V
file
File
Configure
Utility

File Utility(F5) key を押します。USB
ルートフォルダーの保存内容が表示さ
れます。

4

F1
F5

~

USB ルートフォルダー保存内容表示例
USB
05/04/22
LOAD
16 : 50
Path: usb:

パスを表示

usb:\
..\
New folder
UNTITL~1
PIC
Timing
17 folder(s), 13 file(s)SelectNew
Folder注意

5 Select 操作
フォルダー
選択

236

Rename

ルートフォルダー指定
一つ上のフォルダー指定

05-Nov-13 20:55
25-Jul-14 03:16
29-Dec-13 15:59
29-Dec-13 16:10

Delete

選択中フォルダー
保存内容
選択中フォルダー
フォルダーとファイルの数

Previous
ConfigureMenu

上の表示内容は例です。
ご使用の USB の内容により、表示され内容は変わります。
Selector Knob を使用して、任意のフォルダーを選択します。

F5

操作

05/04/22
16 : 50

LOAD

USB

Path: usb:
usb:\
..\
New folder
UNTITL~1
PIC
Timing
17 folder(s), 13 file(s)SelectNew
FolderRename05-Nov-08 20:55
25-Jul-14 03:16
29-Dec-13 15:59
29-Dec-13 16:10

DeletePrevious
ConfigureMenu

上図では、”New folder”を選択しています。
6 Select 選択

Select(F1) key を押します。
Path: usb\New folder

ノート

F1
F1

~

上部の[Path:]ボックスに、緑色でパスが表示されます。選択中のフォルダー保存内容表示は、パス表示されているフォルダーの保存内容です。
手順 5 でファイルを選択し Select(F1) key を押すと、選択されたファイルの読み込みを開始します。
手順 5 で一つ上のフォルダー指定を選択しSelect(F1) key を押すと、選択中のフォルダーの一つ
上のフォルダーの保存内容が表示されます。
手順 5 でルートフォルダー指定を選択し Select(F1)key を押すと、USB ルートフォルダーの保存内容が表示されます。

237

F5

PEL-2000A Series User Manual

7 New Folder
操作

New Folder:
NEW_FOL

8 文字選択

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

K

L

M

X

Y

Z

_

-

Selector Knob を使用して、選択を左右に移動して文字を選択します。

9 文字確定文字選択後に、Selector Knob, F1 または Enter key を押して、文字を確定します。
10 文字の削除 Back Space(F2) key を使用して、文字の削除ができます。
11 フォルダー名 Save(F3) key を押して、フォルダー名保存を保存できます。
12 操作の取り消 (F5 前のメニュー) を押すと、操作を取りし消すことができます。
注意

o
r
~

New Folder(F2) key を押すと、新しい
F1
F2
フォルダーが作成され、フォルダー名を編集します。
フォルダー名を編集は、オンスクリーンキーボード(OSK)を使用します。手順 7 の後に、OSK が表示されます。 フォルダー名には 8 文字の文字数制限があ
ります。

F1

~

F5

ENTER

F1
F2

F1
F3
F1
F5

~
~
~

新しいフォルダーは、選択中のフォルダーに作成されます。PEL-2000A シリーズは、USB メモリー内でのフォルダーの移動やコピーはできません。
フォルダー名は、”NEW_FOL”がデフォルト名です。フォルダー名の編集が必要無い場合は、手順 11(Savekey を押す)を実行してください。
フォルダー名は、フォルダー内に保存されているフォ
ルダーと同じ名前は使用できません。

238

F5

F5

F5
F5

操作
13 Rename 操作 Selector Knob を使用して、名前を変更
したいフォルダーやファイルを選択しま
フォルダー,
ファイル選択 す。

05/04/22
16 : 50

LOAD

USB

Path: usb\New folder
usb:\
..\
New folder
UNTITL~1
PIC
Timing
17 folder(s), 13 file(s)New
Folder

Select

1405-Nov-08 20:55
25-Jul-13 03:16
29-Dec-14 15:59
29-Dec-14 16:10

RenameDeletePrevious
Configure
Menu

Rename:New folder
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

_

-

15 文字選択

Selector Knob を使用して、選択を左右に移動して文字を選択します。

16 文字確定

文字選択後に、セレクターノブ Selector
Knob, F1 または Enter key を押して、文字を確定します。
Back Space(F2) key を使用して、文字の削除ができます。

17 文字の削除

or~Rename(F3) key を押し、フォルダーまF1
F3
たはファイル名を編集します。
名前の編集は、OSK を使用します。手順 13 の後に、OSK が表示されます。 名前には 8 文字の文字数制
限があります。

F1

~

F5

F5

ENTER

F1
F2

~
239

F5

PEL-2000A Series User Manual~~

18 名前の保存

Save(F3) key を押して、フォルダー名F1F3を保存できます。
19 操作の取り消 (F5 前のメニュー) を押すと、操作を取りF1F5し消すことができます。
ファイル名の変更は、拡張子を変える事はできませ注意ん。
フォルダー名は、フォルダー内に保存されているフォ
ルダーと同じ名前は使用できません。
ファイル名は、フォルダー内に保存されているファイルと同じ名前は使用できません。
20 Delete 操作 Selector Knob を使用して、削除したい
フォルダーやファイルを選択します。
フォルダー,
ファイル選択21 削除

ノート
21 削除の完了

240

Delete(F4) key を押します。

F1
F4

~

F5
F5

F5

フォルダにコンテンツ(フォルダーやファイル)が存在す
る場合、”Error! This folder may be not empty!”というメッセージが表示され、削除操作はできません。
削除操作を完了するには、手順 21 の後に、再び Delete(F4) key を押しま
す。

F1
F4

~

F5

操作

Setup データを USB メモリーに保存/呼び出し
概要

パラメータ

Setup データには、Memory、Preset およびプログラ
ム機能設定を含む、すべてのチャンネルデータが含まれています。
Setup データ は、PEL-2000A シリーズのメインフレー
ム内部メモリーに、4 種類保存できます。Setup データ
を USB メモリーに保存する場合、4 種類全ての Setup
データが保存されます。逆に、USB メモリーに保存されている Setup データは、4 種類全てがメインフレー
ム内部メモリーに保存されます。
ファイル名の拡張子”.S”は、Setup データのみに使用されます。ファイル構造の詳細については、96 ページを参照してください。
Save File
200X0_XX.S
Recall File

200X0_XX.S

基本操作
1 USB の挿入

説明参照
メインフレームフロントパネルの USB
スロットに USB メモリーを挿入します。

2 USB パスの設定

Setup データの保存/呼び出しをする
フォルダーを指定する場合、USB パスを設定します。

3 ファイル操作
開始

FILE key を押します。

4 Media USB
選択

F1 key を押し、Media USB を選択し
ます。
Media
MemoryMedia
USB

235 ページ

FILE

Media
Default

F1
F1

~

241

F5

PEL-2000A Series User ManualUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemorySave File
Recall File

2030L_01.M
2030L_00.M

Path: usb:
Media
USB

5 Channel
Data,
Data Type
編集

CH1
CCDH

Save

80V
file
File
Configure
Utility

RecallSelector Knob を使用して、Channel
Data と Data Type を編集します。

Channel Data を”All”に設定

Channel Data

All

Data Type を”Setup”に設定

Data Type

Setup
USB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

All
Setup

Save File
Recall File

CCDH

20040_01.S
20040_00.S

Path: usb:
Media
USB

CH1

Save

Recall

80V
file
File
Configure
Utility

画面が更新され、ルート ディレクトリに保存/呼び出し
可能なセットアップ ファイル (拡張子が”.S”のファイル)が表示されます。

242

操作
6 USB メモリー File Utility(F5)を押して、保存するフォ
保存先フォル ルダーを選択します。
ダー選択
ノート

7 ファイルの選
択

8 保存

F1
F5

~

保存するフォルダー選択は、236 ページを参照してください。
フォルダーの場所は、LCD Display 下側” Path: ”に表示されます。
Selector Knob を使用して、保存ファ
イルまたは呼び出しファイルを選択します。使用可能なすべての Setup データファイル (*.S) がスクロールされます。
Save(F3) key を押すと、手順 4 で選F1F3択した USB メモリーのフォルダーに、
Setup データを保存します。
保存が確定すると、以下のメッセージを表示します。

F5

~

F5

~

F5

20040_01.S Save Ok
9 呼び出しRecall(F4) key を押すと、手順 5 で選F1F4択した Setup データファイルが呼び出されます。
呼び出しが完了すると、以下のメッセージを表示します。

20040_00.S Recall Ok
ノート

Setup データの保存は、内部メモリーに Setup データ
保存されている必要があります。 内部メモリーへのSetup データ保存については、232 ページをご覧くだ
さい。

243

PEL-2000A Series User Manual

Memory データを USB メモリーに保存/呼び出し
概要

Memory データを USB メモリーに保存または呼び出すには、次の方法があります。
・ 全チャンネルの Memory データ保存：（手順 5-7 にて説明、246 ページを参照）
全チャンネルの Memory データ (CH1 M001~120 ~CH8 M001~M120) は、各チャンネル(P0X0X_C1.M ~ P0X0X_C8.M) の個別ファイルとしてフォルダー (ALL00XX) に保存されます。
・ 選択中のチャンネルの Memory データ保存/呼び出
し: （手順 8-11 にて説明、247 ページを参照）
選択中チャンネルの Memory データ (M001~M120)
を、USB メモリーのフォルダーに 20XXX_XX.M 形式で保存します。
・ USB パスから Memory データ呼び出し: （手順 1215 にて説明、248 ページを参照）
選択したファイルを、選択中のチャンネルの Memory
データとして呼び出します。一度に全てのチャネルを呼び出すことはできません。チャネルごとに呼び出しをします。
ファイル拡張子 “.M” は Memory データのみに使用されます。ファイル構造の詳細については、96 ページを参照してください。

244

操作

パラメータ

Save Channel Data: Folder ALL0000 ~ ALL0099
All
File: P0X0X_CX.M
Save Channel Data: File: 20XXX_XX.M
Current
Recall Channel
File: 20XXX_XX.M
Data: Current

基本操作
1 USB の挿入

説明

2 USB パスの設定
3 ファイル操作
開始

Memory データの保存/呼び出しをす 235 ページ
るフォルダーを指定する場合、USB
パスを設定します。
FILE key を押します。
FILE

4 Media USB
選択

F1 key を押し、Media USB を選択します。

参照

メインフレームフロントパネルの USB
スロットに USB メモリーを挿入しま
す。

Media
Memory

Media
USB

F1
F1

Media
DefaultUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemorySave File
Recall File

CH1
CCDH

2030L_01.M
2030L_00.M

Path: usb:
Media
USB

~

Save

Recall

80V
file
File
Configure
Utility245

F5

PEL-2000A Series User Manual
5 全チャンネル Selector Knob を使用して、Channelの Memory
Data を”All”、Data Type を”Memory”にデータ保存編集します。

Channel Data

All

Data Type

MemoryUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data TypeAll
MemorySave Folder

ALL0003

Path: usb:
Media
USB

6 ファイルの選
択

80V
file
File
Configure
Utility

Save

画面が更新され、保存フォルダーが表示されます。上
図では、”ALL0003”が表示されています。
Selector Knob を使用して、保存フォル
ダー(ALL0000 ~ ALL0099)を選択します。

Save Folder
7 保存

CH1
CCDH

ALL0003

Save(F3) key を押すと、手順 2 で設定した USB パスに、フォルダーが保存さ
れます。

F1
F3

~

保存が完了すると、画面にメッセージが表示されます。

ALL0003 Save Ok

246

F5

操作
ノート

一度にすべてのチャンネルを保存することは可能でが、全てのチャンネルを一度に呼び出すことはできません。
フォルダーを上書きすることはできません。そのフォル
ダー名を使用する場合、そのフォルダーを削除してください。

8 選択中のSelector Knob を使用して、Channel
チャンネル
Data を”Current”、Data Type
Memory デー を”Memory”に編集します。
タ保存/呼び出しChannel Data

Current

Data Type

MemoryLOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemorySave File
Recall File

Media
USB

CH1
CCDH

2030L_00.M
2020L_01.M

Path: usb:

9 ファイルの選択USB

05/04/22
16 : 50

Save

Recall

80V
file
File
Configure
Utility

画面が更新され、保存と呼び出しファイルが表示されます。上図では、保存ファイル名”2030L_00.M”と呼び出しファイル名”20２0L_01.M”が表示されています。
Selector Knob を使用して、保存ファイルまたは呼び出しファイルを選択します。使用可能なすべての Memory デー
タファイル (*.M) がスクロールされます。

247PEL-2000A Series User Manual

~
~

10 保存

Save(F3) key を押すと、手順 4 で選択した USB メモリーのフォルダーに、Memory データを保存します。

11 呼び出しRecall(F4) key を押すと、手順 5 で選F1F4択した Memory データファイルが呼び出されます。
保存および呼び出しが完了すると、以下のメッセージを表示します。

F1
F3

F5

F5

2030L_00.M Save Ok
2030L_00.M Recall Ok

~

F5

~

F5

12 USB パスから File Utility(F5)を押して、Memory デー
F1
F5
Memory デー タが存在するフォルダーを選択します。
タ呼び出し
フォルダーの選択方法は、236 ページを参照ください。
13 ファイルのSelector Knob を使用して、呼び出しフ選択
ァイルを選択します。使用可能なすべての Memory データファイル (*.M) がスクロールされます。
USB
05/04/22
LOAD
16 : 50
Path: usb:\ALL0001
usb:\
..\
2040L_C1.M
2030L_C2.M
2030R_C3.M
2040L_C4.M
0 folder(s), 6 file(s)Select14 呼び出しNew
Folder

01-Jan-00 00:00
01-Jan-00
25-Jul-14 00:00
03:16
01-Jan-00 00:00
01-Jan-00 00:00

RenameDeleteSelect(F1) key(もしくは、Selector
Knob, Enter key)を押すと、Memory データファイルの呼び出しを開始します。

Previous
Configure
Menu

F1
F1

15 呼び出し完了 呼び出しが完了すると、”Recall complete”が表示され
ています。

248

操作
ノート

内部メモリーに保存された選択中のチャンネルのデー
タのみが USB に保存されます。
選択中のチャネルとは異なる負荷モジュールで作成されたデータで呼び出しをすると、以下のエラー メッセー
ジが表示されます。

Machine Type Error
ファイル名は、選択中のチャネルの負荷モジュール タ
イプを反映する必要があります。

Preset データを USB メモリーに保存/呼び出し
概要

Preset データを USB メモリーに保存または呼び出すには、次の方法があります。
・ 全チャンネルの Preset データ保存：（手順 5-7 にて説明、250 ページを参照）
全チャンネルの Preset データ (CH1 P0~P9 ~ CH8
P0~P9) は、各チャンネル (P0X0X_C1.P ~P0X0X_C8.P) の個別ファイルとしてフォルダー(ALL00XX) に保存されます。
・ 選択中のチャンネルの Preset データ保存/呼び出し:（手順 8-11 にて説明、252 ページを参照）
選択中のチャンネルの Preset データ (P0~P9) を、USB メモリーのフォルダーに 20XXX_XX.P 形式で保存します。F5 (File Utility) を押して、保存するフォ
ルダーを選択します。
・ USB パスから Preset データ呼び出し: （手順 12-15
にて説明、253 ページを参照）
選択したファイルを、選択中のチャンネルの Preset
データとして呼び出します。一度に全てのチャネルを呼び出すことはできません。チャネルごとに呼び出しをします。
ファイル拡張子”.P”は、Preset データのみに使用されます。ファイル構造の詳細については、96 ページを参照してください。

249

PEL-2000A Series User Manual
パラメータ

Save Channel Data: Directory: ALL0000 ~ ALL0099
File: P0X0X_CX.P
All
Save Channel Data: File: 20XXX_XX.P
Current
File: 20XXX_XX.P
Recall Channel
Data: Current

基本操作
1 USB の挿入

説明

2 USB パスの設定
3 ファイル操作
開始

Memory データの保存/呼び出しをす 235 ページ
るフォルダーを指定する場合、USB
パスを設定します。
FILE key を押します。
FILE

4 Media USB
選択

F1 key を押し、Media USB を選択します。

参照

メインフレームフロントパネルの USB
スロットに USB メモリーを挿入しま
す。

Media
Memory

Media
USB

Media
Default

LOAD

Channel Data
Data Type

Current
MemoryCH1
CCDH

2030L_01.M
2030L_00.M

Path: usb:
Media
USB

~

USB

05/04/22
16 : 50

Save File
Recall File

Save

Recall5 全チャンネル Selector Knob を使用して、Channelの Preset
Data を”All”、Data Type を” Preset”
データ保存に編集します。

250

F1
F1

80V
file
File
Configure
Utility

F5

操作

Channel Data

All

Data Type

PresetUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data TypeAll
PresetSave Folder

ALL0000

Path: usb:
Media
USB

CH1
CCDH

80V
file
File
Configure
Utility

Save

画面が更新され、保存フォルダーが表示されます。上
図では、”ALL0000”が表示されています。
6 ファイルの選
択

Selector Knob を使用して、保存フォ
ルダー(ALL0000 ~ ALL0099)を選択します。

Save Folder
7 保存

ALL0000~

Save(F3) key を押すと、手順 2 で設F1F3定した USB パスに、フォルダーが保存されます。
保存が完了すると、画面にメッセージが表示されます。

ALL0001 Save Ok
ノート

一度に全てのチャンネルを保存することは可能でが、全てのチャンネルを一度に呼び出すことはできません。
フォルダーを上書きすることはできません。そのフォル
ダー名を使用する場合、そのフォルダーを削除してく
ださい。

251

F5

PEL-2000A Series User Manual
8 選択中のSelector Knob を使用して、Channel
チャンネル
Data を”Current”、Data Type
Preset データ を”Preset”に編集します。
保存/呼び出しChannel Data

Current

Data Type

PresetUSB

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
PresetSave File
Recall File

CCDH

2020L_01.P
2020L_00.P

Path: usb:
Media
USB

CH1

Save

Recall

80V
file
File
Configure
Utility

画面が更新され、保存と呼び出しファイルが表示されます。上図では、保存ファイル名”2020L_01.P”と呼び出しファイル名”20２0L_00.P”が表示されています。
9 ファイルの選択

Selector Knob を使用して、保存ファ
イルまたは呼び出しファイルを選択します。使用可能なすべての Preset データファイル (*.P) がスクロールされま
す。

10 保存

Save(F3) key を押すと、手順 4 で選択した USB メモリーのフォルダーに、Preset データを保存します。

11 呼び出しRecall(F4) key を押すと、手順 5 で選択した Preset データファイルが呼び出されます。

252

F1
F3

F1
F4

~
~

F5

F5

操作
保存および呼び出しが完了すると、以下のメッセージを表示します。

2020L_01.P Save Ok
2020L_01.P Recall Ok
12 USB パスから File Utility(F5)を押して、Preset デー
Preset データ タが存在するフォルダーを選択しま
呼び出しす。
13 ファイルの
選択

F1
F5

~

F5

フォルダーの選択方法は、236 ページを参照ください。
Selector Knob を使用して、呼び出しファイルを選択します。使用可能なす
べての Preset データファイル (*.P) がスクロールされます。
USB
05/04/22
LOAD
16 : 50
Path: usb:\ALL0000
usb:\
..\
2040L_C1.P
2030L_C2.P
2030R_C3.P
2040L_C4.P
0 folder(s), 6 file(s)Select14 呼び出しNew
Folder

01-Jan-00 00:00
01-Jan-00
25-Jul-14 00:00
03:16
01-Jan-00 00:00
01-Jan-00 00:00

RenameDeletePrevious
Configure
Menu~

Select(F1) key(もしくは、Selector
F1F5F1Knob, Enter key)を押すと、Preset データファイルの呼び出しを開始します。
15 呼び出し完了 呼び出しが完了すると、”Recall complete”が表示され
ています。

253

PEL-2000A Series User Manualノート

内部メモリーに保存された選択中のチャンネルのデー
タのみが USB に保存されます。
選択中のチャネルとは異なる負荷モジュールで作成されたデータで呼び出しをすると、以下のエラー メッセー
ジが表示されます。

Machine Type Error
ファイル名は、選択中のチャネルの負荷モジュール タ
イプを反映する必要があります。

Sequences データを USB メモリーに保存/呼び出し概要

Sequences データを USB メモリーに保存または呼び出すには、次の方法があります。
・ 全チャンネルの Sequences データ保存：（手順 5-7
にて説明、255 ページを参照）
全チャンネルの Sequences データは、各チャンネル(P20XXX_C1.A~ 20XXX_C8.A) の個別ファイルとしてフォルダー (ALL00XX) に保存されます。
・ 選択中のチャンネルの Sequences データ保存/呼び出し: （手順 8-11 にて説明、257 ページを参照）
選択中のチャンネルの Sequences データを、USB メ
モリーのフォルダーに 20XXX_XX.A 形式で保存します。F5 (File Utility) を押して、保存するフォルダーを選択します。
・ USB パスから Sequences データ呼び出し: （手順12-15 にて説明、258 ページを参照）
選択したファイルを、選択中のチャンネルのSequences データとして呼び出します。一度に全てのチャネルを呼び出すことはできません。チャネルごとに呼び出しをします。
ファイル拡張子“.A”は、Sequences データのみに使用されます。ファイル構造の詳細については、96 ページを参照してください。

254

操作

パラメータ

Save Channel
Data: All
Save Channel
Data: Current
Recall Channel
Data: Current

Directory: ALL0000 ~ ALL0099
File: 20XXX_CX.A
File: 20XXX_XX.A
File: 20XXX_XX.A

基本操作
1 USB の挿入

説明参照

2 USB パスの設定
3 ファイル操作
開始

Memory データの保存/呼び出しをす 235 ページ
るフォルダーを指定する場合、USB
パスを設定します。
FILE key を押します。
FILE

4 Media USB
選択

F1 key を押し、Media USB を選択します。

メインフレームフロントパネルの USB
スロットに USB メモリーを挿入しま
す。

Media
Memory

Media
USB

Media
Default

05/04/22
16 : 50

Channel Data
Data Type
Save File
Recall File

LOAD

~

USB

Current
Sequence

CH1
CCDH

2030L_01.M
2030L_00.M

Path: usb:
Media
USB

F1
F1

Save

Recall

80V
file
File
Configure
Utility

5 全チャンネル Selector Knob を使用して、Channelの Sequence Data を”All”、Data Type を”
データ保存
Sequence”に編集します。

255

F5

PEL-2000A Series User Manual

Channel Data

All

Data Type

Sequence

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data TypeAll
Sequence

Save Folder

ALL0000

Path: usb:
Media
USB

6 ファイルの選
択

CH1
CCDH

80V
file
File
Configure
Utility

Save

画面が更新され、保存フォルダーが表示されます。上
図では、”ALL0000”が表示されています。
Selector Knob を使用して、保存フォ
ルダー(ALL0000 ~ ALL0099)を選択します。

Save Folder
7 保存

USB

ALL0000

Save(F3) key を押すと、手順 2 で設定した USB パスに、フォルダーが保存されます。

F1
F3~

保存が完了すると、画面にメッセージが表示されます。

Save All Chan in ALL0000
ノート

256

一度にすべてのチャンネルを保存することは可能でが、全てのチャンネルを一度に呼び出すことはできません。
フォルダーを上書きすることはできません。そのフォル
ダー名を使用する場合、そのフォルダーを削除してく
ださい。

F5

操作
8 選択中のSelector Knob を使用して、Channel
チャンネル
Data を”Current”、Data Type
Sequence デ を”Sequence”に編集します。
ータ保存/呼び出し

Channel Data

Current

Data Type

Sequence

05/04/22
16 : 50LOAD

Channel Data
Data Type

Current
Sequence

Save File
Recall File

2030L_01.A
2030L_00.A

Path: usb:
Media
USB

9 ファイルの選択

10 保存

11 呼び出しUSB

Save

Recall

CH1
CCDH

80V
file
File
Configure
Utility

画面が更新され、保存と呼び出しファイルが表示されます。上図では、保存ファイル名”2030L_01.A”と呼び出しファイル名”2030L_00.A”が表示されています。
Selector Knob を使用して、保存ファ
イルまたは呼び出しファイルを選択します。使用可能なすべてのSequence データファイル (*.A) がス
クロールされます。
Save(F3) key を押すと、手順 4 で選F1F3択した USB メモリーのフォルダーに、Sequence データを保存します。
Recall(F4) key を押すと、手順 5 で選F1F4択した Sequence データファイルが呼び出されます。

~
~

257

F5

F5

PEL-2000A Series User Manual
保存および呼び出しが完了すると、以下のメッセージを表示します。

2030L_01.A Save OK
2030L_01.A Recall OK
12 USB パスから File Utility(F5)を押して、Sequence
Sequence デ データが存在するフォルダーを選択しータ呼び出し ます。

F1
F5

~

F5

フォルダーの選択方法は、236 ページを参照ください。
13 ファイルの選択

Selector Knob を使用して、呼び出しファイルを選択します。使用可能なす
べての Sequence データファイル(*.A) がスクロールされます。

05/04/22
16 : 50

LOAD

USB

Path: usb:\ALL0002
usb:\
..\
2040L_C1.A
2030L_C2.A
2030R_C3.A
2040L_C4.A
0 folder(s), 6 file(s)Select14 呼び出しNew
Folder

01-Jan-00 00:00
01-Jan-00
25-Jul-14 00:00
03:16
01-Jan-00 00:00
01-Jan-00 00:00

RenameDeleteSelect(F1) key(もしくは、Selector
Knob, Enter key)を押すと、Sequence データファイルの呼び出しを開始します。

Previous
Configure
Menu

F1
F1

~

15 呼び出し完了 呼び出しが完了すると、”Recall complete”が表示され
ています。

258

F5

操作
ノート

内部メモリーに保存された選択中のチャンネルのデー
タのみが USB に保存されます。
選択中のチャネルとは異なる負荷モジュールで作成されたデータで呼び出しをすると、以下のエラー メッセー
ジが表示されます。

Machine Type Error
ファイル名は、選択中のチャネルの負荷モジュール タ
イプを反映する必要があります。

Preset データのクイック保存/読み出し
概要

パラメータ
基本操作
1 USB メモリー取り外し
2 チャンネル
選択

PEL-2000A シリーズのメインフレームには、チャンネ
ル毎に Preset データ(最大 10 個: P0 ～ P9) があります。CH1 の P1 と CH2 の P1 は、同じではありません。
Preset データのクイック呼び出しまたは保存は、選択中のチャンネルにのみ適用されます。
Presets P0 ~ P9 (current channel)
説明参照

メインフレームフロントパネルの USB スロットには、USB メモリーが挿入されていない状態にします。
Preset データを保存するチャンネルを 120 ページ
選択します。
放電モード, Static / Dynamic モード,
Value 値等を設定します。
P0
3 チャンネル
Preset key → X/PX key の順に key
PRESET +0
Preset データ を押します。X/PX key を長押しにする
保存と、ピ音が鳴り、選択中のチャンネルの Preset データが保存されます。
4 全チャンネル SHIFT key → Preset key → X/PX
SHIFT+ PRESET
P0
Preset データ key の順に key を押します。X/PX+
0
保存
key を長押しにすると、ピ音が鳴り、全てのチャンネルの Preset データが保存されます。

259

PEL-2000A Series User Manual
Preset データは、押された番号(X/PX) key に応じて、
P0 ~ P9 のいずれかに保存されます。
P0 ~ P9 に保存される Preset データは、放電モード、レンジ等が異なる物を保存できます。
P0
5 チャンネル
Preset key → X/PX key の順に key
PRESET +0
Preset データ を押します。
呼び出し
手順 3 で保存された選択中のチャン
ネルの Preset データが、呼び出されます。
6 全チャンネル SHIFT key → Preset key → X/PX
SHIFT+ PRESET
P0
key
の順に
key
を押します。
Preset データ+0
呼び出し
手順 3 及び 4 で保存された全てのチ
ャンネルの Preset データが、呼び出されます。
Preset データの呼び出しは、押された番号(X/PX)
ノート
key に応じて、P0 ~ P9 のいずれかが呼び出されます。Preset データの呼び出されるタイミングは、X/PX
key を離した時です。
7 Preset 機能 点灯状態の Preset key を再度押すと PRESET PRESET
終了
消灯になり、Preset 機能は無効にな
ります。
ノート

Setup データ呼び出し (フレームリンク)
概要

パラメータ

マスターのメインフレームは、すべてのメインフレーム(マスターおよびスレーブ)に命令し、それらの内部メモ
リーから Setup データの呼び出しが可能です。マスターメインフレームからスレーブユニットへの Setup デー
タ読み出しはできません。
Setup memory 1~4.

基本操作
説明
参照
1 Setup データ マスター メインフレームで、すべての 232 ページ
呼び出し
チャネルの Setup データを呼び出しま
す。

260

操作

注意

すべてのメインフレームは、読み出した Setup データに更新されます。
マスターおよびスレーブメインフレームともに、呼び出
し前に Setup データを保存する必要があります。
Setup データを先に保存しないと、呼び出し後に値が変化しません。

Preset データの呼び出し (フレームリンク)
概要

パラメータ

マスター メインフレームは、すべてのユニットに内部メ
モリからプリセット メモリを呼び出すように命令できます。 最初の 3 つの Preset データ (P0 ～ P2) のみを呼び出すことができます。
チャンネルの Preset データは、クイックキー操作またはファイルメニュー操作を使用して呼び出すことができます。
Presets P0 ~ P2 (current channel)

基本操作
説明
参照
1 USB メモリー メインフレームフロントパネルの USB スロットには、取り外し
USB メモリーが挿入されていない状態にします。
2 クイックキー SHIFT key → PRESET key の順に
SHIFT+ PRESET操作
key を押し、両 Key を点灯させます。
P0
3 Preset データ X/PX(P0～P2) key の何れかを押す+ 0
呼び出しと、Preset データが呼び出されます。
4 ファイルメニュ マスターメインフレームで、全てのチャ 230 ページ
ー操作
ネルの Preset データを呼び出します。
ノート

Preset データが呼び出されると、画面が一瞬点滅します。
マスター、スレーブともにリコール前に Preset データを保存する必要があります。 Preset データを先に保存しないと、呼び出し後の値が工場出荷時の設定になります。

261

PEL-2000A Series User Manual

各種設定の工場出荷/ユーザー設定状態化
概要

PEL-2000A の各種設定は、工場出荷設定状態またはユーザー設定状態を選択できます。
工場出荷時の工場設定の詳細については、284 ページを参照してください。
ユーザー設定状態は、本操作をする前の設定状態です。ユーザー設定は、工場出荷設定状態化をすると、失われます。

基本操作
1 ファイル操作
開始

説明
FILE key を押します。

2 Media
Default 選択

F1 key を押し、Media Default を選択
します。
Media
Memory

参照
FILE

Media
USB

F1
F1

Media
Default

05/04/22
16 : 50

LOAD

Load Default Setup

~

USB
CH2
CCH

500V
file
Media
Default

262

Factory
Default

Save

RecallConfigureF5

操作

3 工場出荷設定 Factory Default(F2) key を押すと、状態化の開始 PEL-2000A の各種設定の工場出荷設
定状態化が開始されます。

05/04/22
16 : 50

LOAD

F1
F2

~

F5

~

F5

USB

Load Default Setup

CH2
CCH

Warning! Press F2 again will
Recall Factory Default!
Media
Default

Factory
Default

500V
file
Configure

RecallSave

4 工場出荷設定 Factory Default(F2) key をもう一度押状態化の確定 すと、PEL-2000A の各種設定は、工場
出荷設定状態になります。
工場出荷設定状態化には、少し時間がかかります。

05/04/22
16 : 50

LOAD

Load Default Setup

F1
F2

USB
CH2
CCH

Recall Factory Default,
Please Wait...
Media
Default

Factory
Default

Save

500V
file
RecallConfigure263

PEL-2000A Series User Manual
5 ユーザー設定 手順 2 から、Save(F3) key を押すと、保存の開始 ユーザー設定状態を保存します。

05/04/22
16 : 50

LOAD

F1
F3

USB

Load Default Setup

~

F5

~

F5

CH1
CCH

Warning! Press F3 again will
Save User’s Default!
Media
Default

Factory
Default

500V
file
Configure

RecallSave

6 ユーザー設定 Save(F3) key をもう一度押すと、ユー保存の確定 ザー設定状態を保存します。
ユーザー設定保存には、少し時間がかかります。

05/04/22
16 : 50

LOAD

Load Default Setup

F1
F3

USB
CH1
CCH

500V
file

User’s Default Save Ok
MediaDefault

264

Factory
Default

Save

RecallConfigure操作

7 ユーザー設定 Recall(F4) key を押すと PEL-2000A
状態化の開始 の各種設定は、ユーザー設定状態化が開始されます。

05/04/22
16 : 50

LOAD

F1
F4

~

F5

~

F5

USB

Load Default Setup

CH1
CCH

Warning! Press F4 again will
Recall User’s Default !
Media
Default

Factory
Default

500V
file
Configure

RecallSave

8 ユーザー設定 Recall(F2) key をもう一度押すと、PEL状態化の確定 2000A の各種設定は、ユーザー設定状
態になります。
ユーザー設定状態化には、少し時間がかかります。

05/04/22
16 : 50

LOAD

Load Default Setup

F1
F4

USB
CH1
CCH

500V
file

Recall User’s Default...
Media
Default

Factory
Default

Save

RecallConfigure265

PEL-2000A Series User Manual

インタフェース
本章では、リモートコントロールインタフェース(GP-IB, USB, LAN,
UART)、その他制御インタフェース(Channel Control, フレーム リンク,
Go/NoGo) のピン構成について詳しく説明します。

リモートコントロールインタフェース ......................... 267
GP-IB インタフェース .................................................... 267
USB インタフェース ....................................................... 268
LAN インタフェース ....................................................... 269
RS-232C インタフェース .............................................. 269

その他制御インタフェース ..................................... 270
Channel Control インタフェース .................................. 270
フレームリンクインタフェース ........................................ 271
Go/NoGo インタフェース .............................................. 274

266

インタフェース

リモートコントロールインタフェース
GP-IB インタフェース
準備

PEL-001 GP-IB インタフェースボードをスロットに装着が必要です。

インタフェース機 PEL-2000A シリーズのインタフェース機能コードを下
能コード表に示します。
コード インタフェース機能
SH1 ソースハンドシェイク機能
AH1 アクセプタハンドシェイク機能T5

トーカー
基本的なトーカー、シリアル ポール、リスナアド
レスグループ(LAG)でのトークにアドレス指定な
し

L4

リスナー
基本的なリスナー、LAG でリッスンするアドレス
指定なし

SR1 サービスリクエスト機能
RL0

リモート/ローカル機能なし

PP0 パラレルポール機能なし
DC1 デバイスクリア機能
DT0 デバイストリガー機能なし
C0

コントローラ機能なし

E1

オープンコレクターバスドライバーTE0

拡張トーカー機能なし

LE0

拡張リスナー機能なし267

PEL-2000A Series User Manual

接続

GP-B ケーブルをリア パネル ポートの 24 ピン メス コネクタに接続します。

Pin アサイン

12

1

24

13

番号

説明

Pin1 Data line 1
Pin2 Data line 2
Pin3 Data line 3
Pin4 Data line 4
Pin5 EOI
Pin6 DAVPin7 NRFD
Pin8 NDAC
Pin9 IFC
Pin10 SRQ
Pin11 ATN
Pin12 Shield (screen)
GP-IB の制約

番号 説明
Pin13 Data line 5
Pin14 Data line 6
Pin15 Data line 7
Pin16 Data line 8
Pin17 REN
Pin18 Ground
Pin19 Ground
Pin20 GroundPin21 Ground
Pin22 GroundPin23 Ground
Pin24 Signal ground

最大 15 台のデバイス、通信ケーブル長 20m、各デバイス間 2m



各デバイスには任意の独立したアドレス設定

少なくとも 2/3 のデバイス電源がオン

通信ケーブルのループまたは並列接続なし

USB インタフェース
接続

268

USB リモート接続には、メインフレームのリア
パネルの USB-B ポートを使用します。

インタフェース

LAN インタフェース
準備

PEL-016LAN LAN インタフェースボードをスロットに装着します。

接続

LAN リモート接続には、メインフレームのリアパネルの LAN RJ45 コネクタを使用
し、Socket 通信を行うことができます。
Socket ポートは 2268 固定です。

LAN

RS-232C インタフェース
概要

PEL-2000A シリーズは、RS-232C インタフェースを使用してコントロールできます。RS-232C インタフェー
スを使用する際、オプションケーブル(GTL-232)を使用します。
ケーブル仕様を以下に記載します。

Pin アサイン

1

5

6 9

2: RxD (Receive data)
3: TxD (Transmit data)
5: GND
1, 4, 6, 7, 8, 9: 未接続269

PEL-2000A Series User Manual

その他制御インタフェース
Channel Control インタフェース
Channel control コネクタ
スクリューレスタイプ
構成
ワイヤー
22-28 AWG (24 AWG を推奨).
ゲージ
ワイヤー接続 接続用に 10 mm の剥き出し線

10.0 mm

入力電圧

Pin アサイン

0 - 10V
インタフェースの制約
モードとレンジの設定は、フロントパネ
1 6
ルからのみ選択可能。
1 GND
負荷マイナス入力端子と同電位
2 I MON
0V: 定格電流の 0%(OUTPUT)
10V: 定格電流の 100%
3 V MON
0V: 定格電圧の 0%(OUTPUT)
10V: 定格電圧の 100%。
4 負荷コントロ 0V: 定格電圧/電流の 0%ール外部電圧 10V: 定格電圧/電流の 100%
(INPUT)
CC と CV モードで有効。
5 Load On
Load on = Active low(INPUT)
Load off = Active high
+3.3V

High
Channel Control

10kΩ

Low

ChannelControlOn

Switch51

GND

6 +15V

270

Load off
Load

OffLoad on

内部電源出力。 最大 50mA

インタフェース

フレームリンクインタフェース
接続

フレームリンク 1
pin アサイン

フレームリンクケーブル（MIL 20
ピンコネクタ）をリアパネルポート： 1
2
20 ピンオスコネクタに接続しま
す。

19

1

20

2

FRAME CONT

Pin 番号
Pin1

Pin ネーム
A

説明
入力、Preset データ呼び
出し 0(全チャンネル)入力、Preset データ呼び
出し 1(全チャンネル)

Pin2

B

Pin3

C

入力、Preset データ呼び
出し 2(全チャンネル)

Pin4
Pin5

TRIG_IN
MEM_1

Pin6

MEM_2

Pin7

MEM_3

トリガー信号入力
入力、Setup データ呼び出
し 1(全チャンネル)入力、Setup データ呼び出
し 2(全チャンネル)入力、Setup データ呼び出
し 3(全チャンネル)

Pin8

MEM_4

入力、Setup データ呼び出
し 4(全チャンネル)Pin9

Enable入 力 、 イ ネ ー ブ ル Load
On/Off、Preset データ(02) および Setup データ(14)呼び出し

Pin10
Pin11

Load On/Off
N.C

入力、Load On/Off
未使用

Pin12

N.C

未使用

Pin13

N.C

未使用

Pin14

N.C

未使用
271

PEL-2000A Series User Manual
Pin15
Pin16
Pin17

Load Status 出力、load on ステータス
Alarm Status 出力、Alarm 動作時+5V
内部電源出力+5V, 100mA

フレームリンク 2
pin アサイン

Pin18

N.C

未使用

Pin19
Pin20

GND
GND

GroundGround

19

1

20

2

Pin 番号
Pin1

Pin ネーム
Sync._A

Pin2

Sync._B

Pin3

Sync._C

Pin4
Pin5

TRIG_OUT
トリガー信号出力
Sync._MEM_ 同期信号出力、Setup デ1
ータ呼び出し 1 (全チャンネル)
Sync._MEM_ 同期信号出力、Setup デ2
ータ呼び出し 2 (全チャンネル)
Sync._MEM_ 同期信号出力、Setup デ3
ータ呼び出し 3 (全チャンネル)
Sync._MEM_ 同期信号出力、Setup デ4
ータ呼び出し 4 (全チャン
ネル)

Pin6

Pin7

Pin8

272

説明
同期信号出力、Preset データ呼び出し 0 (全チャンネル)
同期信号出力、Preset データ呼び出し 1 (全チャンネル)
同期信号出力、Preset データ呼び出し 2 (全チャンネル)

インタフェース

Pin11

Sync._Enable 同期信号出力、イネーブ
ル Load On/Off、Preset
データ(0-2) および Setup
データ(1-4)呼び出し
Sync._Load
同期信号出力、Load
On/OffOn/Off
N.C
未使用

Pin12

N.C

未使用

Pin13

N.C

未使用

Pin14

N.C

未使用

Pin15
Pin16

Load Status
Alarm Status

出力、load on ステータス
出力、Alarm 動作時

Pin17

N.C

未使用

Pin18

+5V

内部電源出力+5V, 100mA
GroundGround

Pin9

Pin10

説明

ノート

ノート

Pin19
GND
Pin20
GND
入力: active low (0-1V)
active high (4-5V)
入力記載の Pin は、内部電源 5V に 10kΩ 抵抗でプ
ルアップされています。
出力: high (floating)low (0-1V)
出力記載の Pin は、内部オープンコレクタ出力、飽和
電圧 1.1V（100mA）で最大 30VDC。
イネーブル (ピン 9) がオン (アクティブ LOW) の場
合、以下がメインフレームから無効になります。
・ Load On/Off (ピン 10)
・ Preset データ呼び出し(ピン 1-3)
・ Setup データ呼び出し(ピン 5-8)

273

PEL-2000A Series User Manual
フレームリンク制約

最大 5 台（マスター機 1 台, スレーブ機 4 台）の機器を 1 本あたり最大 30cm のケーブル長で連結可能。



接続されているすべてのデバイスの電源が入っている必要があります。



接続ケーブルは、ループまたは並列接続なし。

Go/NoGo インタフェース
接続

DSUB (DB-15 メス) コネクタを使用して、
Go/NoGo ポートに接続します。

GO / NG OUTPUT

Go/NoGo ポートは出力のみのポートです。

Pin アサイン

接続タイプ

274

9

15

1

8

Pin1
Pin2
Pin3

Ch1_GO/NG
GND
Ch2_GO/NG

Pin9
Pin10
Pin11

Ch5_GO/NG
GND
Ch6_GO/NG

Pin4
Pin5
Pin6
Pin7
Pin8

GND
Ch3_GO/NG
GND
Ch4_GO/NG
GO/NG_Enable

Pin12
Pin13
Pin14
Pin15

GND
Ch7_GO/NG
GND
Ch8_GO/NG

オープンコレクタ出力は最大 30VDC、1.1V の飽和電圧(100mA)です。
30 V DC (ハイ)パス(Go)またはスペックテスト: OFF
1.1 V DC (ロー)
失敗(NoGo)FAQ

FAQ
Q1.負荷モジュールに表示される負荷電圧が予想より低い。
A1.負荷線はできるだけ短く、ねじって、適切なワイヤーゲージを使用してください。 リモートセンシング機能を使用すると、PEL-2000A シリーズ
は負荷線の電圧降下を補償した DUT 電圧を測定できます。
Q2. プログラム シーケンスを開始しようとしても、実行されません。
“No Active Channel”が、表示されます。
A2. FUNCProgramActive Channel メニューで、チャンネルがアクティブである(設定は OFF ではない)ことを確認してください。
Q3. USB に保存しようとした時、USB メモリーが反応しない。
A3. PEL-2000A メインフレームを再起動してみてください。 それでも問題が解決しない場合は、USB メモリーが正しくフォーマットされていることを確認してください。
Q4. Alarm をクリアしようとしたが、クリアできない。
A4.Alarm をクリアする前、または Protection Clear All 機能を使用する
前に、DUT の電源をオフにする必要があります。 DUT がオフになった
後、Alarm をクリアできます。
詳細については、お近くの販売店または、 当社 HP からお問い合わせく
ださい。

275

PEL-2000A Series User Manual付録
ヒューズの交換
基本操作
1 電源のオフ

説明
背面パネルで電源をオフにし、電源コードを取り外します。
2 ヒューズソケッ マイナスドライバを使用して、ヒューズソケットを外しまトを外すす。

3 ヒューズ交換 ヒューズソケット内のヒューズを交換してください。

ヒューズ定格276

T3.15A, AC250V

付録

ファームウェアの更新
概要

ファイル名

PEL-2000A のファームウェアは、USB メモリーを使用して簡単に更新できます。 最新のファームウェアについては、お近くの 当社 代理店にお問い合わせいただ
くか、HP からダウンロードしてください。
File: P2KAXXXX.P2K

2 ファイル操作
開始

ファームウェアの更新に進む前に、ファームウェア ファ
イル (*.P2K) を USB メモリーのルート フォルダーにコピーします。
ファームウェアの読み込み中やバージョンアップ中は、電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。
PEL-2000A ファームウェア更新は、最後に各種設定
を工場出荷設定にする必要があります。この作業をする前に、PEL-2000A の各種設定を USB メモリーに保存する事をお勧めします。
説明参照
メインフレームフロントパネルの USB ス
ロットに、USB メモリー
(P2KAXXXX.P2K 書き込み済)を挿入します。
FILE key を押します。
FILE

3 Media USB
選択

F1 key を押し、Media USB を選択しま
す。

ノート

注意

基本操作
1 USB の挿入

Media
Memory

Media
USB

~

F5

F1
F5

~

F5

F1
F1

~

F5

Media
Default

4

File Utility(F5) key を押します。

5 ファイル選択

Selector knob を使用して、ファームウェ
アファイル (*.P2K) を選択し、Selector
knob、Enter または F1 を押します。
F1 key を押して、ファームウェアのアップグレードを確認します。

6 更新開始F1F1277PEL-2000A Series User Manual
7 更新完了ファームウェア更新が完了するまで待ちます。
更新完了するとメッセージが表示されます。
8 電源オフ
PEL-2000A メインフレームの電源をオフします。
10 USB メモリー メインフレームフロントパネルの USB ス
取り外し
ロットから USB メモリーを取り外します。
11 電源オン
PEL-2000A メインフレームの電源をオンします。
12 工場出荷
PEL-2000A を工場出荷設定にします。 262 ページ
設定化

校正
概要

定格を満足するために PEL-2000A シリーズの負荷モ
ジュールは、少なくとも年 1 回は校正する必要があります。
校正の詳細については、当社代理店にお問い合わせ
ください。

278

付録

負荷モジュール動作範囲
PEL-2020A
PEL-2020A
Low Range
10W

CL2210ML Low Range
90
80

70

Voltage (V)

60
50
40
30

20
10

0.8V

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

20

25

20

25

Current (A)PEL-2020A
High Range
100W

CL2210ML High Range
90
80

70

Voltage (V)

60
50
40
30

20
10

0.8V

0
0

5

10

15

Current (A)PEL-2020A
CV ModeLow Range

CL2210ML CV Low Range
18
16

14

Voltage (V)

12
10
8
6

4
2

0.8V

0
0

5

10

15

Current (A)279

PEL-2000A Series User ManualPEL-2030A
PEL-2030A (L)High Range
30W

CL2225ML(L) High Range
90
80

70

Voltage (V)

60
50
40
30

20
10

0.8V

0
0

1

2

3

4

5

6

5

6

Current (A)PEL-2030A (L)CV ModeLow Range

CL2225ML(L) CV Low Range
18
16

14

Voltage (V)

12
10
8
6

4
2

0.8V

0
0

1

2

3

4

Current (A)PEL-2030A (R)
Low Range
25W

CL2225ML(R) Low Range
90
80

70

Voltage (V)

60
50
40
30

20
10

0.8V

0
0

0.5

1

1.5

2

Current (A)

280

2.5

3

3.5

4

4.5

付録
PEL-2030A (R)High Range
250W

CL2225ML(R) High Range
90
80

70

Voltage (V)

60
50
40
30

20
10

0.8V

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

35

40

45

Current (A)PEL-2030A (R)CV ModeLow Range

CL2225ML(R) CV Low Range
18
16

14

Voltage (V)

12
10
8
6

4
2

0.8V

0
0

5

10

15

20

25

30

Current (A)281

PEL-2000A Series User ManualPEL-2040A
PEL-2040A
Low Range
35W

CL2135ML Low Range
90
80
70

Voltage (V)

60
50
40
30
20
10

0.8V

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

60

70

80

60

70

80

Current (A)PEL-2040A
High Range
350W

CL2135ML High Range
90
80
70

Voltage (V)

60
50
40
30
20
10

0.8V

0
0

10

20

30

40

50

Current (A)PEL-2040A
CV ModeLow Range

CL2135ML CV Low Range
18
16
14

Voltage (V)

12
10
8
6
4
2

0.8V

0
0

10

20

30

40

Current (A)

282

50

付録

PEL-2041A
PEL-2041A
Low Range
35W

CL2135MH Low Range
600

500

Voltage (V)

400

300

200

100

2V

0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

10

12

10

12

Current (A)PEL-2041A
High Range
350W

CL2135MH High Range
600

500

Voltage (V)

400

300

200

100

2V

0
0

2

4

6

8

Current (A)CL2135MH CV Low Range
140

120

100

Voltage (V)PEL-2041A
CV ModeLow Range

80

60

40

20

2V

0
0

2

4

6

8

Current (A)283

PEL-2000A Series User Manual

工場出荷設定主要項目
CC ModeRange: High

Mode: Static

A/B Value: Min A

Rising Slew Rate: Max

Falling Slew Rate: Max
CR ModeRange: High

Mode: Static

A/B Value: Max Ω

Rising Slew Rate: Max

Falling Slew Rate: Max
CV ModeRange: HighResponse: Slow

A/B Value: Max V

I Meas: HighCurr Limit: Max A
CP ModeRange: HighA/B Value: Min W

Curr Limit: Max A
CHANProtection

OCP Level: Max

OCP Setting: OFFOVP Level: Max

OVP Setting: OFF

OPP Level: Max

OPP Setting: OFFUVP Level: OFFUVP Setting: Clear

Protection Clear: All
CHAN- Other284

CC Vrange: HighVon Voltage: 0V

Von Latch: OFF

CH CONT: Panel

Independent: OFF

Load D-Time: 0.0s

Response: Fast

CCH Step: Min

CCL Step: Min

CRH Step: Min

CRL Step: Min

CVH Step: Min

CVL Step: Min

CPH Step: Min

CPL Step: Min

Short Function: ON

Short Key: Toggle

Short Safety: ON

付録
CHAN-Group

Total Units: OFF

Group Mode: Para

Display Mode: V,I
CHAN- Seq.
Edit

NO.: 001

CHAN- Seq.
Edit - Loop

Repeat: Infinity Times

Start of Loop: 001 Point

On End Of Seq.:
OFF A (CC mode)OFF Ω/OFF KΩ (CRmode)

CC Vrange: HighSPEC Test: OFF

Delay Time: 0.0 s

Entry Mode: Value

High: Max

CHANGo/NoGo

Value: Min

Rising/Falling SlewRate: Duration Time:Max
0.000025s

Low: MinFUNC- Program PROG: 01

SEQ: 01

Memory: M001

Run: Skip

On-Time: 0.1

Off-Time: Off

P/F-Time: Off

Short-Time: Off

Short Channel: All channels
FUNC- Program Start: P01
Chain

P01~P12: Off

FUNCCH 01~08: Active: OFF
Program-Active
ChannelProg: OffFUNCSequence

Seq.: Off

TRIG In: Off

TRIG: CH1: OUT

TRIG: CH2~08: OFF

Setting: CH01~CH08: OFF
FUNC- OCP

OCP: Off

Chan: 1

Range: HighStart C: Min

End C: Setting Range
Max

Step_C: Min

Last_C: Min

Step_T: Min

Delay: Min

Trig_V: Min
285

PEL-2000A Series User Manual
Keep_T: Min
FUNC- OCPCH 01~08: Active: OFF
Active Channel
FILE- Memory

Channel Data: Current

Data Type: Memory

Memory: M001
FILE- USB

Channel Data: Current

Data Type: Memroy

Save File: No File

Recall File: No FileUTILITY- Load

Auto Load: OFF

Auto Load On: Prog

UTILITY Interface

USB

UTILITY - Other Speaker: OFF

Contrast: 8

Brightness: 70

Frame CONT: OFF

Alarm (M): ON

Alarm (S): OFF

Knob Type: Updated

Go_NoGo Tone: OFF

Slave Knob: SetValue

Language: English

High Resolution: ON

System Mode: 0

Von Latch Clear: Auto

Measure Period: 200ms

Jog Shuttle Control: OFF RVP Load Off: OFF

286

付録

仕様
仕様は別段の指定がない限り、PEL-2000A シリーズの電源を 30 分以上オンにして、25°C ± 5°C の温度にウォームアップした場合に適用されます。

メインフレーム: PEL-2002A, PEL-2004A
搭載可能負荷数
使用環境
温度
湿度
標高
場所
保存環境
温度
湿度
場所
電源

消費電力
ヒューズ
カレンダー
寸法
質量(最大時)
LVD
EMC
LAN

PEL-2002A2
環境

PEL-2004A
4

0°C to 40°C
0 to 85% RH
2000m 未満
屋内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場
所、導電性の汚染がほとんどない場所。
-10°C to 70°C
< 90% RH
室内、過電圧カテゴリⅡ
一般
入力AC電圧: 100-120Vac / 200-240Vac ±10%(90-132Vac / 180-250Vac)
周波数: 47~63Hz
150VA Max
250VA Max
電源の過渡過電圧: 2500V.
T3.15A/250V
年月日時分表示、バッテリー1 個搭載：CR2032
272 x 177 x 533.3 mm 435.4 x 177 x 533.3mm
約 17.1kg
約 28.4kg
EN61010-1(Class1,汚染度 2) 2014/35/EU 準拠

EN61326-1（ClassA) 2014/30/EU 準拠
インタフェース
DHCP または固定 IP アドレス(機器 IP、Subnet、GW
IP、DNS IP)を指定、Socket 通信（ポ―ト：2268）
RJ-45 コネクタ、100Base-Tx、Auto MDI/MDI-X
287

PEL-2000A Series User ManualUSB
RS-232C/RS-485
GP-IB（オプション）

タイプ A：ホスト(USB メモリー、FAT32 タイプ用)
タイプ B：スレーブ(通信用)、速度：1.1/2.0、USB-CDC
RS-232C/RS-485 仕様に準拠、コネクタは専用 RJ-45 を専用ケーブルで使用
IEEE488.1 準拠

負荷モジュール: PEL-2020A
レンジ
電力
負荷電流
入力電圧
最低動作 DC 電圧
標準値
CC モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
CR モード
定格
設定範囲
分解能*2
設定確度*3
入力≧2.5V

CV + CL モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
電流設定範囲
分解能
設定確度

288

PEL-2020A (100Wx2)
Low
High
100W
100W
0~2A
0~20A
0~80V
0.4V at 2A
0.8V at 20A
0.2V at 1A
0.4V at 10A
STATIC モード
0~2A
0~2.04A
0.1mA

0~20A
0~20.4A
1mA± (0.1% set+ 0.1%F.S.*1)± (0.1% set+ 0.2%F.S.)

0.075Ω~300Ω(100W/16V)
3.75Ω~15kΩ(100W/80V)
0.075Ω~300Ω(100W/16V)
3.75Ω~15kΩ(100W/80V)
0.333mS(100W/16V)
6.667μS(100W/80V)
300Ω: ± (0.2%set + 0.1S)
15kΩ: ± (0.1%set + 0.01S)
1~16V
1~80V
0~16.32V
0~81.6V
0.4mV
2mV± (0.05%set + 0.1%F.S.)
0~20.4A
0~2.04A
1mA
0.1mA± (0.1%set + 0.2%F.S.)± (0.1%set + 0.1%F.S.*1)

付録
CP + CL モード
1~10W
1~100W
定格
0~10.2W
0~102W
設定範囲
1mW
10mW
分解能
± (0.5%set + 0.5%F.S.*1)± (0.5%set + 0.5%F.S.)
設定確度
0~2.04A
0~20.4A
電流設定範囲
0.1mA
1mA
分解能
*1
± (0.1%set + 0.1%F.S. ) ± (0.1%set + 0.2%F.S.*1)
設定確度*1: F.S. = H Rang の定格*2: S はコンダクタンス(ジーメンス)で、Ω の逆数に相当します。
*3: 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。
DYNAMIC モード
T1&T2
0.025ms ~ 10ms / Res: 1μs
10ms ~ 30s / Res: 1ms
1us / 1ms ± 100ppm
設定確度
CC モードSlew Rate
0.32 ~ 80mA/μs
3.2 ~ 800mA/μs
Slew Rate
0.32mA/μs
3.2mA/μs
分解能
Slew Rate± (10% + 15μs)
設定確度0~2.04A
0~20.4A
電流設定範囲
0.1mA
1mA
分解能
±0.4% F.S. *1
設定確度
CR モードSlew Rate
3.2 ~ 800mA/μs
Slew Rate
3.2mA/μs
分解能
Slew Rate± (10% + 50μs)
設定確度0.075Ω~300Ω(100W/16V)
抵抗設定範囲3.75Ω~15kΩ(100W/80V)
0.333mS(100W/16V)
分解能*2
6.667μS(100W/80V)
300Ω: ± (0.5%set + 0.1S)
設定確度*315kΩ: ± (0.5%set + 0.01S)
入力≧2.5V*1: F.S. = H Rang の定格*2: S はコンダクタンス(ジーメンス)で、Ω の逆数に相当します。
*3: 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。
289

PEL-2000A Series User Manual
測定
電圧測定
0~16V
0~80V
測定レンジ
0.32mV
1.6mV
分解能± (0.025%read + 0.025% F.S.)
表示確度
電流測定
0~2A
0~20A
測定レンジ
0.04mA
0.4mA
分解能± (0.05%read + 0.05% F.S.*2)
表示確度
電力測定
0~10W
0~100W
測定レンジ± (0.1%read + 0.1% F.S.*1)
表示確度*1: Power F.S. = V レンジ F.S. x I レンジ F.S.
*2: F.S. = H レンジの定格
保護OPP
1~102W
設定範囲
0.5W
分解能
± (2%set + 0.25% F.S.)
設定確度
OCP
0.25~20.4A
設定範囲
0.05A
分解能
± (2%set + 0.25% F.S.)
設定確度
OVP
1~81.6V
設定範囲
0.2V
分解能
±(2%set
+0.25% F.S.)
設定確度
OTP
約 85°CCPP
110W
固定値±5% of 110W
設定確度
一般
SHORT 機能CC モード2A レンジで約 2.2A に設定
20A レンジで約 22A に設定
CV モード
約 0V に設定
CR モード15kΩ レンジで約 3.75Ω に設定
300Ω レンジで約 0.075Ω に設定
290

付録
負荷入力抵抗値
温度係数
質量
寸法500kΩ(標準値、LOAD オフ)
100ppm/℃
Approx. 3.8kg
81.6 x 171.2 x 446.8 mm

負荷モジュール: PEL-2030A
チャンネル
レンジ
電力
負荷電流
入力電圧
最低動作 DC 電圧
標準値

L ch(左側)
High
30W
0~5A
0.8V at 5A
0.4V at 2.5A

PEL-2030A
R ch(右側)
Low
High
250W
250W
0~4A
0~40A
0~80V
0.4V at 4A
0.8V at 40A
0.2V at 2A
0.4V at 20A

STATIC モード
CC モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
CR モード
定格

設定範囲

分解能*2

設定確度*3
入力≧2.5V

0~5A
0~5.1A
0.125mA± (0.1%set +0.2%F.S.)

0~4A
0~4.08A
0.1mA± (0.1%set +0.1%F.S.*1)

0~40A
0~40.8A1mA± (0.1%set +0.2%F.S.)

0.3Ω ~1.2kΩ
(30W/16V)
15Ω ~60kΩ
(30W/80V)
0.3Ω~1.2kΩ
(30W/16V)
15Ω~60kΩ(30W/80V)
83.333μS(30W/16V)
1.667μS(30W/80V)
1.2kΩ:± (0.2%set +
0.1S)
60kΩ:
± (0.1%set +0.01S)

0.0375Ω ~150Ω(250W/16V)
1.875Ω ~7.5kΩ(250W/80V)
0.0375Ω ~150Ω(250W/16V)
1.875Ω ~7.5kΩ(250W/80V)

0.667mS(250W/16V)
13.333μS(250W/80V)
150Ω: ± (0.2%set + 0.1S)
7.5kΩ: ± (0.1%set + 0.01S)

291

PEL-2000A Series User Manual
CV + CL モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
電流設定範囲分解能
設定確度
CP + CL モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度

1~16V 1~80V
0~16.3 0~81.6
2V
V
0.4mV 2mV
± (0.05%set +0.1%F.S.)
0~5.1A
0.125mA± (0.1%set +0.2%F.S.)

1~16V

1~80V

0~16.32V

0~81.6V

0.4mV
2mV± (0.05%set + 0.1%F.S.)
0~40.8A1mA± (0.1%set +0.2%F.S.)0~4.08A
0.1mA± (0.1%set +0.1%F.S.*1)

1~30W
1~25W
1~250W
0~30.6W
0~25.5W
0~255W
1mV
1mV
10mV± (0.5%set +± (0.5%set + 0.5%F.S.*1)
0.5%F.S.)
0~5.1A
0~4.08A
0~40.8A
電流設定範囲0.125mA
0.1mA
1mA
分解能
±(0.1%set +±(0.1%set +±(0.1%set +設定確度
0.2%F.S.)
0.1%F.S.*1)
0.2%F.S.*1)*1: F.S. = H Rang の定格*2: S はコンダクタンス(ジーメンス)で、Ω の逆数に相当します。
*3: 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。
DYNAMIC モード
T1&T2
0.025ms ~ 10ms / Res: 1μs
10ms ~ 30s / Res: 1ms
1us / 1ms + 100ppm
設定確度
CC モードSlew Rate
0.8 ~ 200mA/μs
0.64
6.4 ~
~160mA/μs
1600mA/μs
Slew Rate
0.8mA/μs
0.64mA/μs
6.4mA/μs
分解能
Slew Rate± (10% + 15μs)
設定確度0~5.1A
0~4.08A
0~40.8A
電流設定範囲0.125mA
0.1mA
1mA
分解能
±0.4% F.S. *1
設定確度

292

付録
CR モードSlew Rate
Slew Rate
分解能
Slew Rate
設定確度
抵抗設定範囲

0.8 ~ 200mA/μs

6.4 ~ 1600mA/μs

0.8mA/μs

6.4mA/μs± (10% + 50μs)

0.3Ω~1.2kΩ
0.0375Ω ~150Ω(250W/16V)(30W/16V)
1.875Ω ~7.5kΩ(250W/80V)
15Ω~60kΩ(30W/80V)
83.333μS
0.666mS(250W/16V)
分解能*2(30W/16V)
13.333μS(250W/80V)
1.666μS(30W/80V)
1.2kΩ:
150Ω: ± (0.5%set + 0.1S)
設定確度*3±(0.5%set+7.5k
Ω: ± (0.5%set + 0.01S)
入力≧2.5V
0.1S)
60kΩ:± (0.5%set +0.01S)*1: F.S. = H Rang の定格*2: S はコンダクタンス(ジーメンス)で、Ω の逆数に相当します。
*3: 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。
測定
電圧測定
0~16V 0~80V
0~16V
0~80V
測定範囲
0.32m
1.6mV
0.32mV
1.6mV
分解能V± (0.025%read + 0.025% F.S.)
表示確度
電流測定
0~5A
0~4A
0~40A
測定範囲
0.1mA
0.08mA
0.8mA
分解能± (0.05%read+ 0.05% F.S.*2)
表示確度
電力測定
0~30W
0~25W
0~250W
測定範囲± (0.1%read+± (0.1%read + 0.1% F.S.*1)
表示確度
0.1% F.S.*1)*1: Power F.S. = V レンジ F.S. x I レンジ F.S.
*2: F.S. = H レンジの定格

293

PEL-2000A Series User Manual
保護
OPP
設定範囲
分解能
設定確度
OCP
設定範囲
分解能
設定確度
OVP
設定範囲
分解能
設定確度
OTP
CPP
固定値
設定確度
SHORT 機能CC モードCV モードCR モード負荷入力抵抗値
温度係数
質量
寸法0.9~30.6W
1.25~255W
0.15W
1.25W
± (2%set + 0.25%F.S.)
0.0625~5.1A
0.5~40.8A
0.0125A
0.1A±(2%set + 0.25%F.S.)
1~81.6V
0.2V±(2%set + 0.25%F.S.)
約 85°C
33W±5% of 33W
一般
約 5.5A に設定

275W±5% of 275W

4A レンジで約 4.4A に設定
40A レンジで約 44A に設定
約 0V に設定
7.5kΩ レンジで約 1.875Ω に設定
150Ω レンジで約 0.0375Ω に設定

60kΩ レンジで
約 15Ω に設定
1.2kΩ レンジで約 0.3Ω に設定
500kΩ(標準値、LOAD オフ)
100ppm/℃
約 3.8kg
81.6 x 171.2 x 446.8 mm

負荷モジュール: PEL-2040A, PEL-2041A
PEL-2040A
Low
High
レンジ
350W
電力
0~7A
0~70A
負荷電流
0~80V
入力電圧
最低動作 DC 電圧 0.4V at 7A 0.8V at 70A
294

PEL-2041A
Low
High
350W
0~1A
0~10A
0~500V
1V at 1A

2V at 10A

付録
標準値

0.2V at 3.5A 0.4V at 35A 0.5V at 0.5A

1V at 5A

STATIC モード
CC モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
CR モード
定格
設定範囲

0~7A
0~7.14A
0.2mA

0~70A
0~71.4A
2mA

0~1A
0~1.02A
0.05mA

0~10A
0~10.2A
0.5mA± (0.1%set + ± (0.1%set + ± (0.1%set + ± (0.1%set +0.1%F.S.*1) 0.2%F.S.) 0.1%F.S.*1) 0.2%F.S.)
0.025Ω~100Ω(350W/16V) 1.25Ω~5kΩ(350W/125V)
1.25Ω~5kΩ(350W/80V)
50Ω~200kΩ(350W/500V)
0.025Ω~100Ω(350W/16V) 1.25Ω~5kΩ(350W/125V)
1.25Ω~5kΩ(350W/80V)
50Ω~200kΩ(350W/500V)

分解能*2

1mS(350W/16V)
20μS(350W/80V)

20μS(350W/125V)
0.5μS(350W/500V)

設定確度*3

100Ω: ± (0.2%set + 0.1S)
5kΩ: ± (0.1%set + 0.01S)

5kΩ: ± (0.2%set + 0.02S)
200kΩ: ± (0.1%set +0.005S)

1~16V
0~16.32V
0.4mV

2.5~125V
0~127.5V
2.5mV

入力≧2.5V

CV + CL モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
電流設定範囲分解能
設定確度
CP + CL モード
定格
設定範囲
分解能
設定確度
電流設定範囲
分解能
設定確度

1~80V
0~81.6V
2mV

2.5~500V
0~510V10mV± (0.05%set + 0.1%F.S.)± (0.05%set + 0.1%F.S.)

0~71.4A
2mA

0~10.2A
0.5mA

0~7.14A
0.2mA

0~1.02A
0.05mA± (0.1%set + ± (0.1%set + ± (0.1%set + ± (0.1%set +0.2%F.S.) 0.1%F.S.*1) 0.2%F.S.) 0.1%F.S.*1)

1~35W
0~35.7W
1mW

1~350W
0~357W
10mW

1~35W
0~35.7W
1mW

1~350W
0~357W10mW± (0.5%set + ± (0.5%set + ± (0.5%set + ± (0.5%set +0.5%F.S.*1) 0.5%F.S.) 0.2%F.S.*1) 0.5%F.S.)

0~7.14A
0.2mA

0~71.4A
2mA

0~1.02A
0.05mA0~10.2A
0.5mA± (0.1%set + ± (0.1%set + ± (0.1%set + ± (0.1%set +0.1%F.S.*1) 0.2%F.S.*1) 0.1%F.S.*1) 0.2%F.S.*1)*1: F.S. = H Rang の定格*2: S はコンダクタンス(ジーメンス)で、Ω の逆数に相当します。
*3: 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。

295

PEL-2000A Series User Manual
DYNAMIC モード
0.025ms~10ms/Res: 1μs
10ms ~ 30s / Res: 1ms
1us / 1ms ± 100ppm

T1&T2
設定確度
CC モードSlew Rate
Slew Rate
分解能
Slew Rate
設定確度
電流設定範囲
分解能
設定確度
CR モードSlew Rate
Slew Rate
分解能
Slew Rate
設定確度
抵抗設定範囲
分解能*2
設定確度*3
入力≧2.5V

0.001 ~
0.28A/μs
0.001A/μs

0.01 ~
2.8A/μs
0.01A/μs

0.16 ~
1.6 ~
40mA/μs 400mA/μs
0.16mA/μs 1.6mA/μs±(10% + 15us)0~7.14A
0~71.4A
0.2mA
2mA±0.4% F.S.

0~1.02A
0~10.2A
0.05mA
0.5mA±0.4% F.S.

0.01 ~ 2.8A/μs

1.6 ~ 400mA/μs

0.01A/μs

1.6mA/μs±(10% + 50μs)

0.025Ω~100Ω(350W/16V)
1.25Ω~5kΩ(350W/80V)

1.25Ω~5kΩ(350W/125V)
50Ω~200kΩ(350W/500V)

1mS(350W/16V)
20μS(350W/80V)

20μS(350W/125V)
0.5μS(350W/500V)

100Ω: ± (0.5%set + 0.1S) 5KΩ: ± (0.5%set + 0.02S)
5kΩ: ± (0.5%set + 0.01S)
200kΩ: ± (0.5%set +0.005S)*1: F.S. = H Rang の定格*2: S はコンダクタンス(ジーメンス)で、Ω の逆数に相当します。
*3: 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。

測定
電圧測定
測定範囲
分解能
表示確度
電流測定
測定範囲
分解能
表示確度

296

0~16V
0~80V
0~125V
0~500V
0.32mV
1.6mV
2.5mV
10mV
± (0.025%read + 0.025% F.S.)
0~7A
0.14mA

0~70A
0~1A
0~10A
1.4mA
0.02mA0.2mA± (0.05%read + 0.05% F.S.*2)

付録
電力測定
0~35W
0~350W
0~35W
0~350W
測定範囲*1)±(0.1%read
+
0.1%
F.S.
表示確度
*1: Power F.S. = V レンジ F.S. x I レンジ F.S.
*2: F.S. = H レンジの定格
PROTECTIVE
OPP
1.75~357W
設定範囲
1.75W
分解能
±
(2%set+ 0.25%F.S.)
設定確度
OCP
0.875~71.4A
0.125~10.2A
設定範囲
0.175A
0.025A
分解能± (2%set + 0.25%F.S.)
設定確度
OVP
1~81.6V
2.5~510V
設定範囲
0.2V
1.25V
分解能
±(2%set + 0.25%F.S.)
設定確度
OTP
約 85°CCPP
385W
固定値±5% of 385W
設定確度
一般
SHORT CIRCUIT
CC モード
7A レンジは
1A レンジは
約 7.7A に設定
約 1.1A に設定
70A レンジは
10A レンジは
約 77A に設定
約 11A に設定
CV モード
約 0V に設定
CR モード5kΩ レンジは200kΩ レンジは
約 1.25Ω に設定
約 50Ω に設定
100Ω レンジは
5kΩ レンジは
約 0.025Ω に設定
約 1.25Ω に設定
負荷入力抵抗値
500kΩ(標準値、LOAD オフ)
温度係数
100ppm/℃
質量
約 3.8kg
81.6 x 171.2 x 446.8 mm
寸法297

PEL-2000A Series User Manual

寸法

554.1

533.3

PEL-2002A

177

195.3

318.4

272

298

532.3
583.3

付録

554.1

533.3

PEL-2004A

177

195.3

435.4

481.8

532.3
583.3

299

PEL-2000A Series User Manual475

PEL-2020A/PEL-2030A/PEL-2040A/PEL-2041A

171.2

446.8

81.6

300

付録

EU Declaration of Conformity
We
GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
declare that the CE marking mentioned product satisfies all thetechnical relations application to the product within the scope ofcouncil:
Directive: EMC; LVD; WEEE; RoHS
The product is in conformity with the following standards or othernormative documents:◎ EMC
EN 61326-1

Electrical equipment for measurement, control andlaboratory use –– EMC requirements

Conducted & Radiated Emission
EN 55011 / EN 55032

Electrical Fast Transients
EN 61000-4-4

Current Harmonics
EN 61000-3-2 / EN 61000-3-12
Voltage Fluctuations
EN 61000-3-3 / EN 61000-3-11

Surge Immunity
EN 61000-4-5
Conducted Susceptibility
EN 61000-4-6

Electrostatic Discharge
EN 61000-4-2
Radiated Immunity
EN 61000-4-3

Power Frequency Magnetic Field
EN 61000-4-8
Voltage Dip/ Interruption
EN 61000-4-11 / EN 61000-4-34◎ Safety
Safety requirements for electrical equipment formeasurement, control, and laboratory use - Part 1:
General requirements
GOODWILL INSTRUMENT CO., LTD.
No. 7-1, Jhongsing Road, Tucheng District, New Taipei City 236, Taiwan
Tel: +886-2-2268-0389
Fax: +886-2-2268-0639
Web: http://www.gwinstek.com Email: marketing@goodwill.com.tw
GOODWILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.
No. 521, Zhujiang Road, Snd, Suzhou Jiangsu 215011, China
Tel: +86-512-6661-7177
Fax: +86-512-6661-7277
Web: http://www.instek.com.cn Email: marketing@instek.com.cn
GOODWILL INSTRUMENT EURO B.V.
De Run 5427A, 5504DG Veldhoven, The Netherlands
Tel: +31-(0)40-2557790
Fax: +31-(0)40-2541194
Email: sales@gw-instek.eu
EN 61010-1 :301

お問い合わせ製品についてのご質問等につきましては下記まで
お問い合わせください。
株式会社テクシオ・テクノロジー
本社：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 7F[ HOME PAGE ] ：https://www.texio.co.jp/
E-Mail：info@texio.co.jp
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター：〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL. 045-620-2786

FAX.045-534-7183