DL-500series

DL-500 の主な仕様
オプショナルアクセサリー
ニュースーパーインバール
RABコードスタッフ BIS30A (2本１組)
材質
全長
質量セクション
国土地理院登録ニュースーパーインバール
3m
5.5kg
1
1 級A水準標尺・気泡管付
・DL-500 との組み合わせで、2 級水準測量を行えます。

グラスファイバー RABコードスタッフ
BGS40A
材質
全長
質量セクション
国土地理院登録

グラスファイバー
4m
2.4kg
32 級水準標尺・着脱式気泡管GS20L付き。

アルミ RAB コードスタッフ
BAS55
材質
全長
質量セクション
国土地理院登録

アルミ
5m
1.9kg
5ー・振り出し式

スタッフ用着脱式気泡管
GS20L (感度20′)
GS60L (感度60′)

ダイアゴナルアイピース
DE23

機種名
望遠鏡
倍率
対物有効径
分解能力
視界
最短合焦距離像
スタジア乗数自動補正機構方式
作動範囲
1km 往復標準偏差 *1
電子読み

DIGITAL LEVEL

DL-502DL-503

32x45mm3″28x36mm
3.5″
1°20′
1.5m
正100

DL-500 シリーズ

デジタルレベル

ペンジュラムコンペンセータ、磁気制動方式±15′0.4mm (BIS30A使用時)
1.0mm (BGS40A使用時)
1.0mm (BGS40A使用時)

0.6mm (BIS30A使用時)
1.5mm (BGS40A使用時)
2.0mm (BGS40A使用時)

光学読み
測定範囲 *1
電子読み
1.6〜100m*2
測定照度
電子読み
スタッフ面の最低照度 20lx*3
測定時間
測定時間
単回／連続 ( 精 ) ／平均：2.5 秒以内、連続 ( 粗 )：1 秒以内
最小読取表示高さ
単回／連続 ( 精 ) ／平均：0.0001/0.001m、連続(粗)：0.001m
距離単回／連続 ( 精 ) ／平均：0.01m、連続 ( 粗 )/ ウェービングモード：0.1m
測定距離精度（D= 測定距離）D≦10m±10mm 以下
10m＜D≦50m±0.1％×D 以下
50m＜D≦100m±0.2％×D 以下
表示部
表示部
グラフィック・ドットマトリックスLCD、128×32ドット、バックライト機能付き
操作キー
8 キー
（前面 7 キー、側面 1 キー）
円形気泡管感度10′／ 2mm
内部メモリ
記憶容量2,000点
JOB
最大20 JOB
出力フォーマット
CSV形式
耐環境性能
耐水性及び耐じん性
JIS C 0920 保護等級 IPX4(防まつ形)
使用温度範囲 ( 保存温度範囲 )-20℃〜＋50℃(-40℃〜＋70℃)
インターフェース
RS-232C規格準拠
その他
電源
BDC46B(Li-ion電池、7.2V)
使用時間
16時間以上質量 ( バッテリー含む )2.4kg
寸法 (mm)257(D)×158(W)×182(H)
国土地理院登録
2 級電子レベル
2 級電子レベル＊1 RABコードスタッフ使用時。
＊2 ウェービング機能使用時は、測定可能距離5〜50m。
＊3 20lxは、一般に人の顔を認識できる最低照度とされています。

標準構成品

インターフェースケーブル F-4/F-24
DL-500とPCを接続するためのケーブルです。

・DL-500本体
・バッテリー BDC46B
・急速充電器CDC68・電源ケーブルEDC113
・六角レンチ・ビニールカバー・シリコンクロス
・取扱説明書・格納ケース

世界初！ウェービング機能を搭載したデジタルレベル・スイッチ一発で高さと距離をデジタル表示！
・業界最速の測定時間 2.5 秒！
・クラス最高の1km 往復標準偏差0.4mm*
・ウェービング機能搭載！
・比高測定機能搭載！
・RABコードスタッフ採用
・逆さ読み対応で天場計測が可能
・内部メモリ搭載＊DL-502、BIS30A使用時

2010

Printed in Japan 2010 05-100 P-59-2

簡単でスピーディな操作性

デジタルレベルならではの豊富なアプリケーション！
面倒な作業も確実で迅速に処理できます

高さ・距離・比高をデジタル測定
レベルは水準測量から土木、建築、計測と様々な分野に

32x望遠鏡：DL-502
28x望遠鏡：DL-503

おいて、高さを正確に測る機材として広く利用されていボタン一発で測定！
業界最速の測定時間 2.5秒を実現ます。レベルをデジタル化することで、簡便で間違えのバーコードスタッフを視準し、測定ボタンを無い作業が可能となりました。これまでのような観測者豊富な測定機能！
様々な場面で必要となる便利な測定機能を搭載

押すだけで高さ・距離・比高をデジタル表示

DL-500シリーズは様々な測定機能を搭によるレベルスタッフの読み取りが不要となり、多大なします。通常の条件下での測定時間は2.5載しています。標高測定・比高測定・水作業効率の低下につながる読み間違えを防止できます。

秒以内と業界最速*。面倒なレベルスタッフ

平出し測定・勾配設定・水平距離測設 *・

また、精度のバラツキ要因となる個々の観測者の読み取の読み取り作業が不要になるとともに、個人天場測定など現場で即活用できる便利り誤差を低減させ、安定した精度のデータを得ることがの読み取り誤差や測定ミスを防止します。

なアプリケーションです。

できます。

＊2010年5月現在＊測設メニューはDL-502にのみ搭載

今回、新たに採用した RAB コードスタッフにより、上下逆方向からの自動観測が可能となりました。DL-500 本
体が RAB コードを読取る際、正立・倒立を認識することが可能であり、倒立時には測定値をマイナス表示します。
これにより、構造物やトンネルの天場測定、天井の水平出し等の作業が可能となりました。
さらに、世界初のウェービング機能を搭載しました。
従来、デジタルレベルでは不可能であったスタッフを前後に振りながらの測定が可能になりました。電子の目が前後に動くスタッフ読み取り値の上下変動を解析し、最小値を算出します。
搭載されるアプリケーションは様々な観測方法に対応し、素早く結果を表示するとともに、確実に記録します。
簡 易 な 操 作 性 で 高 精 度 に 測 定 し、確 実 に 記 録 で き る
DL-500 は、水準測量から土木・建築まで様々な作業で大幅な生産性向上を実現したデジタルレベルです。

LCDディスプレイ

173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158157156155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138

内部メモリにデータ保存！
テキスト形式での出力に対応観測したデータは本体の内部メモリに保存されます。内部メモリは 2,000 点

フォーカスネジ

一般的なレベルスタッフの場合、観測者が読み取る必要があります。

DL-500の場合、スタッフのコードを自動的に読み取り、正確な測定値を即座にデジタル表示。

簡単なのに高精度！
1km往復標準偏差0.4/0.6mm分の容量を持ち、記録されたデータはDL-500 TOOL* を 利 用 し て PC へ 転 送

バッテリーできます。転送されたデータは CSV 形式ですので汎用性に優れています。

7キー操作パネル＊DL-500 TOOLはトプコンホームページ内ダウン

測定キー

DL-502：0.4mm(BIS30A)、1.0mm(BGS40A)

ロードサイトより入手いただけます。

内部メモリ

DL-503：0.6mm(BIS30A)、1.5mm(BGS40A)

RS-232Cポート

DL-502は、ニュースーパーインバールRABコードスタッフBIS30Aとの組み合わせで、2級デジタルレベルとして業界最高の精度 0.4mm を実現。シリーズ化により、水準測量から土木・建築まで用途と精度によって機種を選択可能です。

標高測定

勾配設定

高い信頼性！
ペンジュラム方式コンペンセータ採用
振動に強い磁気制動方式のペンジュラム（振り子）式コンペンセータを採用。常に振動にさらされる通行量の多い道路や橋などの現場でも安定した測定を可能としました。

1001

天場測定可能！
RABコードスタッフ採用
バ ー コ ー ド と し て RAB コ ー ド (RAndom「標高測定機能」で後視点の標高を入力すれば、前視点の標高を自動計「比高測定機能」で基準点との比高差を入力すれば、勾配設定が簡単に算表示します。また、「器械点移動」を選択すれば、もりかえ点の標高を行えます。0.1mmまたは1mm単位で切り土・盛り土の測定ができます。

後視点標高として記憶し、連続標高測定ができます。

Bi-directional code)を採用。レベル本体がスタッフの上下を判断可能となり、天場 (天比高測定

天場測定井面 ) からの逆向き測定に対応しました。
構造物やトンネルでの天場の高さ計測に威力を発揮します。
1001

1

世界初 ! *
ウェービング機能搭載*21000

光学式レベルでの読み取り時にスタッフを前後に振り、最小値を読み取るウェービング
1000

DL-500
デジタルレベル1001

測定にデジタルレベルとして世界で初めて対応しました。気泡管を使用しなくてもスタッフを振った時の高さの変化を自動的に読み取り、最小値を表示します。
＊1 2010年5月現在＊2 測定可能距離 5〜50m「比高測定機能」を使えば、後視点との高低差を計算表示します。

「比高測定機能」を選択し、測点の真下と天井にスタッフを当てて測定0.1mmまたは1mm単位で測定できます。

すると、自動的に測点の高さを表示します。さらに、「標高測定機能」を使って地面の標高を入力すれば、測点の標高が分かります。