INST.No.MR-24-9B

ＭＲ２０４１-Ｕ/ＭＲ２０４１-ＭＵ
ハンディロガー

取扱説明書

INSTRUCTIONS
ch.2

ch.1

ch.4

ch.3

HANDY - LOGGER

MR Series

操 作

編

本編ではハンディロガーでの収録やデータ確認などの操作について解説しています。
使用前の準備や設定については、別冊の「準備・設定編」をご覧下さい。

決定
メ モリ

電源
ｶﾅ/英

戻る

機能

収録中止

クリア

2

1ch
ア

GH

カ

4 ch I

JK

7

TU

PQ
RS

ハ

8 V
ヤ

0
+/- ワ

3

DE
F

6

MN
O

サ

5 L
ナ

タ
マ

AB
ch C

WX

9 YZ

ラ
記号

本取扱説明書は、必ず本製品の近くに大切に保管して下さい。

■はじめに
このたびはハンディロガーＭＲ２０４１-Ｕ／ＭＲ２０４１-ＭＵをお買い上げ頂きありがとうございます。本製品を安全にご利用いただくために、ご使用の前にこの取扱説明書を十分お読みになり、正しい取扱方法や注意事項をご確認してください。またお読みになった後も、本書を大切に保管してください。

■ご使用になる前に・本製品を開封したら、まず梱包内容をご確認ください。不足している場合は、ご購入した販売店または営業所にご連絡ください。
・本製品は出荷時に電池を取り付けておりません。準備・設定編「■電池の取付・交換(P5)」の項を参考に、同梱の電池（単３形アルカリ乾電池×４本）を取り付けてご使用ください。
名

称

ハンディロガー本体
単３形アルカリ乾電池
ＡＣアダプタ
取付ホルダ
取付ホルダ用固定ネジ
取付ホルダ用ワッシャー
電池交換アダプタ
保護カバー
取扱説明書／操作編（本書）および準備・設定編

数 量
１
４
１
１
２
２
１
１
各１部

■この取扱説明書について
・この取扱説明書の一部又は全部を、無断で転載、記載することは固くお断りします。
・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・本書に記載の図は、強調、簡素化および省略している場合があります。
・本書の内容について、もしご不審な点や誤記／記載洩れなどがございましたら、お買い求
めの販売店または巻末のお問い合せ先までご連絡ください。
・「Microsoft」，「Windows」は、米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。
・「テフロン」は米国デュポン社，デュポン株式会社，三井デュポンフロロケミカル株式会社の商標または登録商標です。
・その他、本文中に使われている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
【免責について】
・弊社は、保証条項に定める場合を除き、本製品に関していかなる保証も行いません。
・本製品の使用により、お客様または第三者が損害を被った場合、あるいは弊社の予測できない当該製品の欠陥などのため、お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

I■安全上のご注意●本書で示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、十分ご理解のうえ、必ず守ってください。
●この取扱説明書では、本製品を安全にご使用いただくために、次のような表示と記号で注意事項を示しています。
誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
【安全上のご注意】●人体や動物の体温測定など医療用途には使用しないでください。
●高温部または低温部を測定した直後に、センサに触れないでください。火傷する恐れがあります。
●通電中の物体を測定しないでください。感電する恐れがあります。
●本来の用途以外の測定に使用しないでください。

●指定以外の電池および電源を使用しないでください。液漏れや破裂の恐れがあり、機器の故障やケガの原因になります。
●測定温度範囲を超えた温度は測定しないでください。故障や破損の恐れがあります。
●本器に対し分解や改造を行うことは固くお断り致します。
●部品や消耗品を交換する場合には、必ず弊社の指定品を使用してください。
●センサ挿入口、外部電源ポートおよび通信ポートに異物を入れないでください。感電や発火などの機器損傷の原因になります。
●本器を直射日光のあたる場所や高温な場所でのご使用、保管は行わないでください。
また長時間高温となる車内などに放置しないでください。変色や変形および破損の恐れがあります。
●本体が水に濡れたまま電池蓋を取り外すと、内部に水が浸入してしまいます。電池交
換は本体を十分乾燥してから行ってください。
●本体の他、本体に接続する付属品を取り扱う際も、本書の安全に関する指示事項に従ってください。これらの指示事項に反する扱いをされた場合、弊社は安全性を保証致しません。
●人命や財産に大きな影響が予想され、特に安全性が要求される用途の使用にあたっては、定格、機能に対して余裕を持った使い方やフェール・セーフなどの安全対策へのご配慮をお願い致します。

II■使用上のご注意●コネクタ挿入口には「専用コネクタ」または「ＳＭコネクタ」および「ASTM E1684-96 Standard
Specification for Miniature Thermocouple Connectors」に準拠した熱電対コネクタのみをご使用ください。故障の原因になります。
●コネクタ挿入口には異物を挿入しないでください。故障の原因になります。
●電池交換後は電池蓋をしっかりロックしてください。また電池収納部のパッキンがずれていた
り、ゴミなどがはさまっていると、水の浸入の原因となります。
●長期間ご使用にならない場合は、電池を取り外して保管してください。電池の液漏れにより本体の故障や誤動作の原因になります。
●電池は飲み込むと危険です。本器はお子様の手の届かないところに設置・保管してください。
●乾電池に記載されている注意事項を守って正しくお使いください。
●電池交換の警報(1.起動(P9)を参照)が発生しましたら、速やかに新品の単３乾電池を４本すべて交換してください。
●電池寿命は,使用環境や電池のメーカ型式により異なります。
●表示部や各キーを強く押さないでください。破損する恐れがあります。
●本器は精密機器のため落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
●水中での使用は行わないでください。
●テレビや電子レンジ、無線機などの強い静電気や電磁波を発生する機器からできるだけ離してください。誤動作や故障の原因になります。
●強い高周波を発生する機器やサージを発生する機器からできるだけ離してください。誤動作や故障の原因になります。
●清掃には中性洗剤を使用して、硬く絞った布で軽くこするように拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等の薬品や漂白剤などを使わないでください。
●本器は水洗い可能な構造（保護等級ＩＰ６４）を採用しておりますが、水がかかったまま長時
間放置すると、水が浸入することがありますので、水洗い後はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。
●水洗いするときは、必ずセンサコネクタ蓋、アダプタ差し込み口蓋および電池蓋をしっかり取り付けてください。
●測定が終わったら、センサや本体についた汚れや水分を良くふき取ってから保管してください。
●－２０℃以下または５５℃以上になる場所及び結露する場所及び湿度９０％ｒｈ以上での本体の保管は行わないでください。
●直射日光、ホコリ、高温多湿、腐食性の雰囲気中での使用、保管は行わないでください。
●修理などのサービスが必要なときは、お買い上げの販売店、もしくは巻末のお問い合わせ先までお申しつけください。
●センサ保護管を硬い物に突き刺すと、センサ保護管が折れたり、曲がることがありますので行
わないでください。また故意にセンサ保護管を折り曲げないでください。折れ曲がったときは使用を中止してください。
●センサケーブルを強く引張らないでください。断線の恐れがあり、故障の原因になります。
●劣化したり損傷したセンサを使用しないでください。正しく温度を測定できない可能性があります。
●針形プローブなどを使用する際には、測定する対象物にプローブの測定部分の１/２程度まで差し込んで使用してください。あまり深く差し込みすぎると、プローブの握り部分が加熱されて火傷する可能性があります。また、プローブが損傷する可能性があります。
●プローブの握り部分や本体と接続しているケーブル部分は、指定の温度範囲で使用してください。プローブの測定部分（金属部分）とは異なり、耐熱性が低くなっています。
●被覆熱電対線は固定配線用ですので、繰り返しの屈曲、ねじれ引張、摩擦、振動を与えますと、
断線、絶縁体の損傷や劣化の恐れがありますのでお避けください。

III【操作編】

目次■はじめに ....................................................
■安全上のご注意 ..............................................
■使用上のご注意 ..............................................
■各部の名称 ..................................................
■キーの名称と機能 ............................................
■収録モードの切替 ............................................
■メモリモードの切替 ..........................................
■操作フロー ..................................................

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
1
2
5
6
7

１．起動（ホーム画面） ........................................
２．ログモード収録 ............................................
２-１．収
録 .............................................
２-２．選択収録 .............................................
２-３．予約収録 .............................................
２-４．収録の終了およびキャンセル ...........................
２-５．データマーク機能 .....................................
２-６．収録中のデータ確認（内部メモリモード） ...............
２-７．収録中のデータ確認（外部メモリモード） ...............
３．タグモード収録 ............................................
３-１．収
録 .............................................
３-２．選択収録 .............................................
３-３．収録の終了 ...........................................
３-４．収録中のデータ確認 ...................................
４．ログ／タグの削除 ..........................................
５．収録データの確認（内部メモリモード） ......................
【測定値】
【警報】
【最大、最小、平均】【積算】【チャンネル間平均値】
６．収録データの確認（外部メモリモード） ......................
【最大／最小】【警報数】【警報データ】
７．収録設定 ..................................................
【入力種類】【収録インターバル】【警報】【積算基準温度】【単位／スケールの設定】
８．作業者名およびコメントの記録 ..............................
８-１．作業者選択 ...........................................
８-２．コメント選択 .........................................
■メモリ/バッテリ残量確認 .....................................
■パソコンとの接続方法 ........................................
■トラブルシューティング ......................................
■仕様 ................................................

9
12
13
14
16
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
30

34
37

42
43
44
45
47
49
51

■各部の名称
センサコネクタ蓋

センサコネクタ挿入口

表示部

ch.2

ch.1

ch.4

ch.3

メモリスロット蓋
メモリスロット(MR2041-MUのみ)
HANDY - LOGGER(MR2041-MUのみ)

MR Series

上キー
下キー

戻るキー

機能キー
決定
メ モリ

外部電源
ポート
P C

電源キー

DC IN

決定キー

通信ポート

電源
ｶﾅ/英

戻る

テンキー

機能

収録中止

クリア

AB

2 ch C

1ch
ア

GH

カ

4 ch I

JK

5 L
ナ

タ

TU

PQ
RS

7

ハ

8 V
ヤ

マ

0

3

DE
F

6

MN
O

サ

WX

9 YZ

ラ
記号

+/- ワ

右キー

左キー

注意銘板
CLOSE
LOCK
OPEN

電池蓋ロック

電池蓋
使用上の注意●差込口には指定外の物を入れないで下さい●キャップを開けたまま使用しないで下さい●ACアダプタは指定の物をご使用下さい●落下させたり衝撃を与えないで下さい●表示部を強く押さないで下さい●電池交換は本体を十分乾燥してから行い
電池蓋は必ずロックして下さい◎取扱説明書をよくお読みの上ご使用下さい
型式：MR2041
Ｎｏ：00000000

【ウラ面】

1

■キーの名称と機能【キーの名称】

下キー

上キー
決定キー

電源キー

戻るキー

機能キー
決定
メモリ

電源
ｶﾅ/英

戻る

機能

収録中止

クリア

2

1ch
ア

GH

カ

JK

4 ch I
7

3
サ

5 L
ナ

タ
マ

AB
ch C

TU

PQ
RS

0

MN

6 O
ハ

8 V
ヤ

テンキー

DE
F

WX

9 YZ

ラ
記号

+/- ワ

右キー

左キー
【キーの機能】
キー

機 能決定または登録して次画面へ進む
収録操作の開始
各項目を取り消して前画面へ戻る
収録中止
カーソルを上へ移動。データ確認時の時間を戻す。
外部メモリの残量確認（外部メモリモード）
カーソルを下へ移動。
データ確認時の時間を進める。（内部モードのみ）
電源または表示のＯＮ／ＯＦＦ
文字入力時のカナ入力モード／英数入力モードの切替え
基本メニューの表示
文字入力時のカーソル部文字のクリア～

数値入力。文字入力
表示モードの切替え（１、２、４）
カーソルを左へ移動
１＆２チャンネル表示モードでの表示チャンネル切替え
数値入力時の“－”入力切替え
カーソルを右へ移動
１＆２チャンネル表示モードでの表示チャンネル切替え2【数値の入力方法】
入力文字「０」～「９」方 法
入力したい位置に、キーでカーソルを移動して～キーを押す。入力されるとカーソルは右へ
数値入力行の左端にキーでカーソルを移動して、さらに“－”（マイナス） 押すと“―”を表示する。 ここで
“―”→“

キーを

キーを繰り返し押すと”（ﾌﾞﾗﾝｸ）→“―”…と交互に切り替わる。確定するにはキーでカーソルを右へ移動する【英数字の入力方法】
英数入力Ａａとカナ入力カナの切替えは、画面右下にＡａまたはカナが表示されている状態で電源キーを押すと交互に切り替わります。また、テンキーのキーを押す回数によって文字が切
り替わります。

押す回数

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

１０回

A

B

C

２

a

b

c

２

D

E

F

３

d

e

f

３

G

H

I

４

g

h

i

４

J

K

L

５

j

k

l

５

M

N

O

６

m

n

o

６

P

Q

R

S

７

p

q

r

s

７

T

U

V

８

t

u

v

８

W

X

Y

Z

９

w

x

y

z

９

０

%

!

(

)

０

+

-

*

/

１

3

【カナ文字の入力方法】
押す回数

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

１０回

ア

イ

ウ

エ

オ

ァ

ィ

ゥ

ェ

ォ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

タ

チ

ツ

テ

ト

ナ

ニ

ヌ

ネ

ノ

ハ

ヒ

フ

ヘ

ホ

マ

ミ

ム

メ

モ

ヤ

ユ

ヨ

ャ

ュ

゛

゜

ラ

リ

ル

レ

ロ

ワ

ヲ

ン

－

・

4

ッ

ョ

■収録モードの切替
ログモードとタグモードの切り替えを行います。切り替えは起動時のキー操作で行います。
注 意・メモリモードの切り替えは、準備・設定編「１１．メモリモード(P42)」を参照下さい。

１

キーを押して、電源を切る。

収録中の場合は、収録を中止して下さい。

２

キーを押しながら、キーを押す。
（モード切替確認の画面へ）＜、＞キーで「Ｙｅｓ」を選択して決定キーを押します。
「Ｎｏ」を選択した場合は、モードを切り替えずに起動します。
（通常の起動）収録モードが切り替わった状態（ログモードからタグモードへ、またはタグモードからログモー
ドへ）で起動し、ホーム画面を表示します。

注 意・モードの切り替えを行うと、切り替える前のモードで収録したデータや収録設定はすべて削除されます。あらかじめデータを保存して下さい。

5

■メモリモードの切替（MR2041-MU のみ）

MR2041-MU では、ログモードにおいて内蔵ＲＡＭに収録する内部モードと外部メモリ（マルチメディアカード）に直接収録する外部メモリモードを切り替えて使用が可能です。

１ ホーム画面を表示し、キーを押す。

２ 「ｶｸｼｭｾｯﾃｲ」を選択して、キーを押す。

３ 「ﾒﾓﾘ ﾓｰﾄﾞ」を選択して、キーを押す。

＜、＞キーで「Card」：外部メモリ、または「Int 」：内蔵ＲＡＭを切替えます。

⇒

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

４

キーを押して、確定する。

注 意・内部メモリモードから外部メモリモードへ切り替えを行うと、内部メモリモードで収録したデータや収録設定はすべて削除されます。あらかじめデータを保存して下さい。
・外部メモリモードで収録したデータは、USB による通信で読み出すことはできません。メ
モリカードに収録したデータは、マルチメディアカードに対応したカードスロットを持つパソコン、又は対応したメモリカードリーダーを接続したパソコンで読み込んで下さい。
・内部メモリモードで収録したデータは、外部メモリにコピーして取り出すことはできません。内部メモリモードで収録したデータは USB による通信で読み出して下さい。

6

■操作フロー（ログモード）
電源ＯＮ

機能

ホーム

決定

予約時刻設定決定収録スタンバイ

決定〔操作編〕ログモード収録(P12)

収録時間設定収録中機能
決定
基本メニュー
ﾛｸﾞｾﾝﾀｸ機能

ログ選択(選択)デ ー タ 確 認
(1/2/4ch表 示 )(警報)〔操作編〕選択収録(P14)(演算)(CH間平均)(積算)
ﾛｸﾞｾｯﾃｲ決定

ログ設定(選択)ロ グ 設 定(入 力 種 類 )機能

スケール/単位(収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ )〔操作編〕収録設定(P37)(アラーム)(積算基準)

ｻｷﾞｮｳｼｬ/ｺﾒﾝﾄ

作業者/ｺﾒﾝﾄ 選択

機能

ログ削除

〔操作編〕

作業者名およびコメントの記録(P42)〔準備・設定編〕

〃

作業者選択

機能

作業者登録

ｺﾒﾝﾄ

コメント選択機能

コメント登録ﾂｳｼﾝ

通信ｽﾀﾝﾊﾞｲ

ｶｸｼｭ ｾｯﾃｲ

各種設定

通信中

〔準備・設定編〕パソコンとの接続方法(P13)〔準備・設定編〕各種設定(P26)
ﾒﾓﾘ /ﾊﾞｯﾃﾘ

ﾒﾓﾘ /ﾊﾞｯﾃﾘ 残量

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ /ﾌﾞｻﾞｰ

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ /ﾌﾞｻﾞｰ

ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ

ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ

ｵﾌｾｯﾄ

入力ｵﾌｾｯﾄ 調整

LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ

LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ

ｼﾞｺｸｾｯﾃｲ

時刻設定

ｷｷﾒｲｼｮｳ

機器名称設定ｷﾃｲﾁ ｾｯﾃｲ

既 定 収 録 設 定（ 入 力 種 類 ）（ 収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ）（ アラーム）(積算基準)

MR2041-M/-MUのみの登録(P43)

ｻｷﾞｮｳｼｬﾛｸﾞｲｯｶﾂｻｸｼﾞｮ

ログ一括削除ｼｮｷｶ

初期化

ﾒﾓﾘ ﾓｰﾄﾞ

メモリモード切替

7

機能

スケール/単位■操作フロー（タグモード）
電源ＯＮ

ホーム

決定

収録ｽﾀﾝﾊﾞｲ決定収録 〔操作編〕タグモード収録(P23)

機能決定
基本メニュー
ﾀｸﾞｾﾝﾀｸ機能

タグ選択(選択)デ ー タ 確 認
(1/2/4ch表 示 )(警報)〔操作編〕選択収録(P25)(演算)(CH間平均)

ﾀｸﾞｾｯﾃｲタ グ 設 定(入 力 種 類 )決定

タグ設定(選択)

スケール／ 単位

(アラーム)〔操作編〕収録設定(P37)

機能
ｻｷﾞｮｳｼｬ
/ｺﾒﾝﾄ

機能

タグ削除
〔操作編〕

作業者/ｺﾒﾝﾄ 選択

作業者名およびコメントの記録(P42)〔準備・設定編〕〃の登録(P43)

ｻｷﾞｮｳｼｬ

作業者選択

機能

作業者登録

ｺﾒﾝﾄ

コメント選択機能

コメント登録ﾂｳｼﾝ

通信ｽﾀﾝﾊﾞｲ

ｶｸｼｭ ｾｯﾃｲ

各種設定

通信中

〔準備・設定編〕パソコンとの接続方法(P13)〔準備・設定編〕各種設定(P26)
ﾒﾓﾘ /ﾊﾞｯﾃﾘ

ﾒﾓﾘ /ﾊﾞｯﾃﾘ 残量

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ /ﾌﾞｻﾞｰ

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ /ﾌﾞｻﾞｰ

ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ

ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ

ｵﾌｾｯﾄ

入力ｵﾌｾｯﾄ 調整

LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ

LCDｺﾝﾄﾗｽﾄ

ｼﾞｺｸｾｯﾃｲ

時刻設定

ｷｷﾒｲｼｮｳ

機器名称設定ｷﾃｲﾁ ｾｯﾃｲ

既 定 収 録 設 定（ 入 力 種 類 ）機能

スケール/単位（ アラーム）MR2041-M/-MUのみ

ﾀｸﾞｲｯｶﾂｻｸｼﾞｮ

タグ一括削除ｼｮｷｶ

初期化

ﾒﾓﾘﾓｰﾄﾞメモリモード切替

注 意・タグモードで外部メモリは使用できません。
（メモリモードの切替は無効です）

8

■起 動（ホーム画面）
電源のＯＮ／ＯＦＦと起動時に表示するホーム画面を説明します。

１

キーで、電源を入れる。

液晶画面にホーム画面を表示します。
ホーム画面は各チャンネルの現在値を更新周期１秒で表示します。画面左上には現在選択されているログ（タグ）番号を表示します。また画面下部に現在日時を表示します。ホーム画面は表示チャンネル数によって３種類の表示モードがあり、ワンタッチで切り替えることができます。

アイコン表 示ログ番 号

メ モリ残量１チャンネル表示

「１」キー
現在値

現 在日時

２チャンネル表示

「２」キー

入力種類

４チャンネル表示「４」キー

１チャンネルおよび２チャンネル表示では、＜または＞キーで表示チャンネルを切り替えます。
キー
１チャンネル表示
２チャンネル表示
CH１→CH２→CH３→CH４→CH１･･･
CH１／２→CH３／４→CH１／２･･･
CH１→CH４→CH３→CH２→CH１･･･

9

２

キーを３秒以上押して、電源を切る。

以上でロガーの表示が消え、電源が切れます。なおオートパワーオフが設定されていると上記のキー操作を行わなくても、最後のキー操作から設定された時間が経過すると電源が切れます。
⇒ オートパワーオフの詳細は準備・設定編「３．オートパワーオフ設定(P30)」を参照下さい。

ホーム画面の表示内容【メモリ残量】
データを収録するメモリの残量をバーグラフ（５０ステップ）で表示します。本機に収録可能なデータ数はログモードとタグモード、また外部メモリモードで異なります。
メ モリ残量

メモリ 残量メモ リ残量

１ ００％

５０％

０％

⇒ メモリ残量の詳細は「■各種設定／１．メモリ／バッテリ残量確認」を参照下さい。

【入力種類】
各チャンネルの現在選択されている入力種類を表示します。本機は温度センサとしてＫ、Ｔ、Ｅ、Ｊタイプの熱電対が入力可能です。また、オプションの電圧・電流アダプタ（別売）を用いることにより、直流電圧または直流電流の信号入力も可能です。
記 号

Ｋ

Ｔ

Ｅ

Ｊ

入力種類

Ｋ熱電対

Ｔ熱電対

Ｅ熱電対

Ｊ熱電対

Ｖ
－
電圧・電流
接続しない
アダプタ

●電圧・電流信号の入力
本機は、オプションの電圧入力アダプタおよび電流入力アダプタを用いることにより、直流電圧（０～５Ｖ）または直流電流（０～２０ｍＡ）の信号入力が可能となります。
入力を「Ｖ」に選択した場合、単位／スケールを設定することができます。
項 目
ﾀﾝｲ

設定範囲
３文字まで

備 考
英数／カナ（画面表示：Ａａ／カナ）
電圧 入力 0V での機器指示値
ｽｹｰﾙ Min. -9999～9999
入力 0mA 相当の機器指示値を計算して設定する。
電流
機器の指示ｽﾊﾟﾝ÷機器の出力ｽﾊﾟﾝ×（-4mA）
電圧 入力 5V での機器指示値
ｽｹｰﾙ Max. -9999～9999
電流 入力 20mA での機器指示値
ｼｮｳｽｳﾃﾝ
0～3
小数点以下の桁数。0:0、1:0.0、2:0.00、3:0.000
単位／スケールの詳細は「◆単位／スケールの設定(P41)」を参照下さい。
注 意・全てのチャンネルに「－」（接続しない）を選択した場合、収録できません。

10

【アイコン表示】
画面右上部には各種状態をアイコンで表示します。
①電池残量
電池残量をアイコンの点灯状態で常時表示します。電池の残量を３段階で表示します。電池の残量２５％以下（アイコンが点滅）になりましたら、長時間収録の前に新品の電池に交換をして下さい。

消灯：

点灯：

点滅：

残量７５ ％以上

残量５０％

残量２５％ 以下

②外部電源
ＡＣアダプタを使用している時に表示します。

外部電源表示③キーロックホーム画面において戻るキーと▼キーを同時に押すと、本機はキーロック状態となり、右図のアイコンが点灯します。
キーロックを行うと機能キーを受け付けなくなります。
したがって実行できるのは、「収録」と「残量／機器名
称確認」のみとなります。
キーロックを解除するには再び、戻るキーと▼キーを同時に押します。
④データマーク
ログモードにおいて、収録中のデータにマークを付けることができます。収録中のデータにマークを付けた時、およびデータ確認画面でマークの付いたデータを表示した時に点灯します。

キーロック表示データ マーク表示

メモリ／電池残量および機器名称確認
ホーム画面の表示中に▲キーを押すと、メモリおよび電池残量と機器名称の確認が可能です。
⇒ メモリ残量の詳細は準備・設定編「１．メモリ／バッテリ残量確認(P27)」を参照下さい。
⇒

ホーム画面に戻るには戻るキーを押します。

11

２．ログモード収録
本器にはデータを収録するエリア（ログ）が２０個用意されており、収録するログを選択することができます。選択されたログ（選択ログ）は、次のログ選択を行うまで替わりません。
収録方法は、選択されているログに収録を行う「収録」と、収録したいログを選択して収録する「選択収録」があります。

収 録

選択ログ
選択ログ

現在値

ログ０２
ログ０１

選択収録

ログ設定

選択ログ

収録時間

選択ログ

予約収録
開始／終了
日時

収録スタンバイ
選択ログ

収録中

終了

収録を行うには収録時間を設定します。また収録時間のかわりに開始／終了日時を設定して予約収録を行うことができます。収録が始まると設定された一定の収録インターバルで測定値を収録します。
収録の終了は、設定した時間や日時に自動的に終了する他、キー操作で終了することも可能です。

12

２-１．収 録
選択されているログにデータを収録します。
ただしすでに収録されているデータは上書きされます。

１

ホーム画面を表示します。

ログ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押します。
（収録時間設定の画面へ）

ログ番号
収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

現在日時
収録時間

テンキーおよび＜、＞キーで収録時間を設定します。設定時間は最大９９ｈ５９ｍ５９ｓです。
なお、設定時間を０ｓに設定すると連続収録が可能です。
注 意・設定した収録時間でメモリ残量が不足する場合、！ﾒﾓﾘ！のメッセージが表示します。
収録時間を短縮するか、不要なデータ（収録済みのログ）を削除して下さい。

３

キーを押します。
（収録中画面へ）

ログ番号

現在値
作業者名及び
コメント

現在日時
収録中は各チャンネルの現在値を更新周期１秒で表示します。

13

２-２．選択収録
収録したいログを選択してデータを収録します。ただしすでに収録されている場合は上書きされます。外部メモリモードの場合は使用するログ設定を選択してデータをメモリカードに収録します。メ
モリカードに収録済みのデータ（ファイル）には影響しません。

１

ホーム画面を表示する。

ログ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押す。
（基本メニューの画面へ）▲、▼キー カーソル上下移動▲、▼キーで「ﾛｸﾞｾﾝﾀｸ」を選択します。

３

キーを押す。
（ログ選択リストの表示へ）
ログ番号とログ名選 択ロ グ▲、▼キーで収録したいログ番号を０１～２０の中から選択します。

14▲、▼キー カーソル上下移動

４

キーを押す。
（収録時間設定画面の表示へ）

ログ番号
収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

現在日時
収録時間

収録するログが選択され、収録の時間設定画面が表示されます。
引き続き収録を開始する場合は、決定キーを押して収録を行うことができます。
⇒

収録を行わない場合、戻るキーでホーム画面に戻ります。

注 意・戻るキーでホーム画面に戻った場合でも、ログ選択は実行されています。したがって選択
ログは変更されています。

15

２-３．予約収録
収録の開始／終了日時を設定して収録することができます。

１

ホーム画面を表示する。

ログ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押す。
（収録時間設定の画面へ）

ログ番号
収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

現在日時
収録時間

⇒ 収録時間設定の詳細は「２－１．収録(P13)」を参照下さい。

３

キーを押す。
（予約時間設定の画面へ）

ログ 番号
収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ
開始 日時

現在 日時
終了 日時

▲、▼キーで開始、終了日時項目へ移動し、テンキー及び＜、＞キーで日時を入力します。
注 意・存在しない日時を入力した場合、！ｶｸﾆﾝ！が表示されます。確認してから入力して下さい。

16

４キーを押す。
（収録スタンバイの画面へ）

ログ 番号
開始 日時

現 在日 時
終了 日時

開始日時になると収録を開始し、終了日時で自動的に終了します。

【現在値の確認】
収録スタンバイ中に現在値を確認したい場合は、機能キーを押します。データの表示方法はホーム画面と同じく１、２および４チャンネル表示があり、表示モード切替や表示チャンネル切替もホーム画面と同じです。
⇒

収録スタンバイ画面に戻るには、戻るキーを押します。
ロ グ 番号

現在値
作業者名及 び
コメ ント

１チャンネル表示

「１」キー

現在 日時

２チャンネル表示

「２」キー

入力種類
４チャンネル表示

「４」キー

17

２-４．収録の終了およびキャンセル
収録中に収録を終了したい場合や、予約収録の収録スタンバイ状態で収録を中止したい場合は以下の手順で行います。

１

収録中または予約スタンバイ画面を表示する。

収録中に収録データの確認画面を表示している場合、また予約スタンバイ時に現在値確認画面を表示している場合は、戻るキーでそれぞれ収録中画面／予約スタンバイ画面に戻ります。

２

キーを押す。
（収録中止確認の画面へ）

ログ番号

現在時刻

＜、＞キーでカーソルを「Ｙｅｓ」に選択して、決定キーを押します。
⇒「Ｎｏ」を選択すると元の画面に戻り、引き続き収録または収録スタンバイ画面に戻ります。

注 意・収録が実際に中止されるのは、収録中止の確認画面においてカーソルで「Ｙｅｓ」を選択して決定キーを押した直後です。収録中止の確認画面を表示している間は、バックグラウ
ンドで収録を続けています。
・収録中に収録終了をした場合、収録開始から中止するまでの収録データが保存されます。
また終了日時は自動的に収録中止した日時に書き変わります。

18

２-５．データマーク機能
本器は収録中のデータに目印（マーク）を付けるデータマーク機能があります。

１

収録中画面を表示する。

現在値確認画面を表示している場合は、戻るキーで収録中画面に戻ります。

２

キーを押す。
（データマークアイコン「▲」の表示）
データマーク

収録中に決定キーを押すと表示画面の右上にデータマークアイコン「▲」が点灯します。
注 意・データマークは決定キーが押された後、最初に収録したデータに付加されます。従って決定キーを押した時点の画面表示（現在値）に付くものではありません。
・データマークに回数の制限はありません。

19

２-６．収録中のデータ確認（内部メモリモード）
収録中に、現在収録しているログの収録済みデータを確認することができます。

１
２

収録中画面を表示する。
キーを押す。
（収録中の収録値確認の画面へ）
データ番号

ログ番号

収録値
作業者名及びコメント

１チャンネル表示

「１」キー

収録日時

２チャンネル表示

「２」キー

入力種類

４チャンネル表示「４」キー

現在収録しているログの収録済みデータの内、最後に収録した値を表示します。
データをさかのぼって表示するには▲キーを、新しいデータを表示するには▼キーを押します。
データの表示方法はホーム画面と同じく、１，２及び４チャンネル表示があり、表示モード切替や表示チャンネル切替もホーム画面と同じです。
⇒

現在値表示に戻すには、戻るキーを押します。

注 意・本操作によるデータ確認中も、バックグラウンドで収録は続けられています。
・本操作によって確認できるデータは、２の操作（▲キーを押す）を行った時点で最新のデータまでとなります。

20

２-７．収録中のデータ確認（外部メモリモード)
収録中に、現在収録しているログの演算値を確認することができます。

１

収録中画面を表示する。

【キー操作と各確認画面の移行】
データの表示モードは３種類あり、機能キ－を押す毎に切り替わります。各表示モードの切り替え
は、①最小／最大値確認、②警報数確認、③警報データ確認の順に表示されます。さらに機能キーを押すと、①に戻ります。確認が終わったら戻るキーでホーム画面（収録中）に戻ることができます。

２

キーを押す。
（収録中の最小／最大値確認画面へ）
最小値

最大値
データ数

収録中データのうち、既に収録済みのデータにおける最小値（ＭＩＮ）と最大値（ＭＡＸ）をチャンネル別に表示します。
⇒

現在値表示に戻すには、戻るキーを押します。

注 意・上記操作によるデータ確認中も、バックグラウンドで収録は続けられています。
・最小／最大データは、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。

３

キーを押す。
（収録中の警報数確認画面へ）
下限警報数

上限警報数
データ数

収録中データのうち、既に収録済みのデータ中で警報が発生した回数を警報別（上限警報：Ｈおよび下限警報：Ｌ）とチャンネル別に表示します。
⇒

現在値表示に戻すには、戻るキーを押します。

注 意・上記操作によるデータ確認中も、バックグラウンドで収録は続けられています。
・警報数は、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。

21

４

キーを押す。
（収録中の警報データ確認画面へ）
警報データ順位
警報種類
測定値

収録日時

収録中データのうち、既に収録済みのデータ中で最後に警報が発生した収録値を表示します。警報データは最新から１０データまで確認する事ができます。データをさかのぼって表示するには、▲キーを、新しいデータを表示するには▼キーを押します。
⇒

現在値表示に戻すには、戻るキーを押します。

注 意・上記操作によるデータ確認中も、バックグラウンドで収録は続けられています。
・上記操作によって確認できるデータは、２の操作（▲キーを押す）を行った時点で最新のデータまでとなります。
・警報データは、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。

22

３．タグモード収録
本器にはデータを収録するエリア（タグ）が２０個用意されており、収録するタグを選択することができます。選択されたタグ（選択タグ）は、次のタグ選択を行うまで替わりません。
収録を行うには、選択されているタグに追加して収録を行う「収録」と、収録したいタグを選択して収録する「選択収録」があります。

収 録
選択タグ
選択タグ
タグ０２
タグ０１

現在値

タグ設定

選択タグ

選択タグ

収録
スタンバイ

収録中

終了

23

選択収録

３-１．収 録
選択されているタグにデータを追加収録します。

１

ホーム画面を表示する。

タグ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押す。
（収録スタンバイの画面へ）

タグ番号

現在値
作業者名及びコメント

現在日時

収録スタンバイ画面の表示は、１秒周期で現在値を更新しています。

３

キーを押す。
（1 回収録して、収録スタンバイ画面へ戻る）
収 録値

タグ番号

収
録
終
了
後

収録 日 時決定キーを押した時の測定値を１回収録します。
収録終了後、
再び収録スタンバイ画面に戻ります。

24

３-２．選択収録
収録したいタグを選択してデータを追加収録します。

１

ホーム画面を表示する。

タグ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押す。
（基本メニューの画面へ）▲、▼キーで「ﾀｸﾞｾﾝﾀｸ」を選択します。

３

キーを押す。
（タグ選択の画面へ）

タグ番号とタグ名▲、▼キーで収録したいタグ番号を０１～２０の中から選択します。

25

４

キーを押す。
（収録スタンバイの画面へ）

タグ番号

現在値
作業者名及びコメント

現在日時

収録スタンバイ画面の表示は、１秒周期で現在値を更新しています。

５

キーを押す。
（1 回収録して、収録スタンバイ画面へ戻る）
収録値

タグ 番 号

収録
終了後

収 録 日時決定キーを押した時の測定値を１回収録します。
収録終了後、
再び収録スタンバイ画面に戻ります。

26

３-３．収録の終了
収録を中止したい場合は以下の手順で行います。

１

キーを押す。
（収録中止の確認画面へ）

タグ番号

現在日時

＜、＞キーでカーソルを「Ｙｅｓ」に選択します。
注 意・収録データの確認画面を表示している場合は、戻るキーで収録スタンバイ画面に戻ります。
さらに戻るキーを押すことで、収録中止の確認画面を表示することができます。

２⇒

キーを押して、収録を中止します。
（ホーム画面へ戻る）
収録中止の確認画面にて「Ｎｏ」を選択して、決定キーを押すと収録スタンバイ画面に戻
ります。

27

３-４．収録中のデータ確認
本器は収録中に、現在収録しているタグの収録済みデータを確認することができます。

１

収録スタンバイ画面を表示する。

タグ番号

現在値
作業者名及び
コメント

現在日時

２

キーを押す。
（収録データの確認画面へ）
データ番号

タグ番号

収録値
作業者名及びコメント

収録日時

現在収録しているタグの収録済みデータの内、最後に測定した収録値を表示します。
データをさかのぼって表示するには、▲キーを、新しいデータを表示するには▼キーを押します。
データの表示方法はホーム画面と同じく１、２および４チャンネル表示があり、表示モード切替
や表示チャンネル切替もホーム画面と同じです。
⇒

収録スタンバイ画面に戻るには、戻るキーを押します。

注 意・収録データの確認画面を表示している間は、決定キーを押しても収録されません。

28

４．ログ／タグ削除
ログ／タグを選択して削除することができます。内部メモリモードでは削除されたログ／タグの設定が既定値に戻ります。また削除されたログ／タグ中のデータは無くなり、メモリがその分空くことになります。外部メモリモードの場合は、削除されたログの設定が既定値に戻りますが、収録済みのデータ（ファイル）は影響を受けません。

１

ホーム画面を表示して、

２「ﾛｸﾞ(ﾀｸﾞ) ｾｯﾃｲ」を選択して、キーを押す。
（基本メニューの画面へ）キーを押す。
（ログ/タグ選択の画面へ）

３

削除したいログ（タグ）を選択して、キーを押す。
（ログ/タグ削除の確認画面へ）

ログ番号＜、＞キーでカーソルを「Ｙｅｓ」に選択します。

４

キーを押して、データを削除します。
（基本メニュー画面へ戻る）⇒

ログ／タグ削除の確認画面にて「Ｎｏ」を選択して、決定キーを押すとログ／タグ（内部モードでは収録データも）を削除せず、基本メニュー画面に戻ります。
注 意・内部メモリモードの場合、この操作によって設定値が既定値に戻るほかに、そのログに収録されているデータも削除されます。なお、作業者／コメントを選択している場合は、継続して選択されています。

29

５．収録データの確認（内部メモリモード）
各ログ（タグ）に収録済みのデータを画面上で確認することができます。

１

ホーム画面を表示する。

ログ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押す。
（基本メニュー画面へ）▲、▼キーで「ﾛｸﾞ ｾﾝﾀｸ」を選択します。

３

キーを押す。
（ログ選択画面へ）

ログ 番号とログ 名▲、▼キーで確認したいログ（タグ）番号を選択します。

30

【キー操作と各確認画面の移行】
データの表示モードは５種類あり、機能キ－を押す毎に切替ります。各表示モードの切替りは、①収録データの収録値、②警報値、③演算値、④積算値、⑤ﾁｬﾝﾈﾙ間の平均収録値（タグモードの場合：①、②、③、⑤）の順に表示されます。さらに機能キーを押すと、①に戻ります。確認が終わったら戻るキーでログ（タグ）選択画面に戻ることができます。

４

キーを押す。
（収録値の確認画面へ）
データ番号
ロ グ番号

収 録値
作業者名及び
コメント

収録日時

入力 種類

ログ（タグ）の収録済みデータの内、最後に測定した収録値を表示します。
データをさかのぼって表示するには、▲キーを、新しいデータを表示するには▼キーを押します。
データの表示方法はホーム画面と同じく１、２および４チャンネル表示があり、表示モード切替や表示チ
ャンネル切替もホーム画面と同じです。
⇒

戻るキーで、ログ（タグ）選択の画面に戻ります。

注 意 収録データは、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ、Ｖ」の時のみ表示されます。

31

５

キーを押す。
（警報値の確認画面へ）
データ番号

ログ番号

収 録値
警報温 度を

警報温度

超えた データ数
収録日 時

収録したデータの内、設定した上限警報温度以上、または下限警報温度以下となった場合、警報としてその値を表示します。
表示するチャンネルは＜、＞キーで切替えます。
データをさかのぼって表示するには▲キーを、より新しいデータを表示するには▼キーを押します。
⇒

戻るキーで、ログ（タグ）選択の画面に戻ります。

注 意・警報は、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。
・入力が「Ｖ」、または未選択のチャンネルは演算には含まれません。

６

キーを押す。
（演算の確認画面へ）

ログ番号

最大値
最小値

チ ャンネル
番号
平均値

収録したデータの最大値、最小値、平均値を表示します。
表示するチャンネルは＜、＞キーで切替えます。
⇒

戻るキーで、ログ（タグ）選択の画面に戻ります。

注 意・演算は、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。
・入力が「Ｖ」、または未選択のチャンネルは演算には含まれません。

32

７キーを押す。
（積算の確認画面へ）

ログ番号

ログモードのみ

Ｈ積算値
Ｌ積算値
積算基準温度チャンネル
番号
温度
Ｈ 積 算値

収録した測定値と積算基準温度の差分を時間積算した値（単位℃ｈ）を表示します（右図参照）。
但し、収録最終回の値は含まれません。
収録値が積算基準温度よりも上回った差分を積算したＨ積算と、下回った差分を積算したＬ積算があります。
表示するチャンネルは＜、＞キーで切替えます。
⇒

測 定値
積算 基 準値
Ｌ 積算 値

収 録 開始

収録 終了

時間

収録 イン タ ーバ ル

戻るキーで、ログ選択の画面に戻ります。

注 意・積算は入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。
・入力が「Ｖ」、または未選択のチャンネルは演算には含まれません。
・タグモード時はありません。

８

キーを押す。
（チャンネル間の平均値の確認画面へ）
データ番 号

ログ 番号

チ ャンネル間 の平均収 録値
各収録 値

収録日 時

収録した測定値のチャンネル間の平均値を表示します。
データをさかのぼって表示するには▲キーを、より新しいデータを表示するには▼キーを押します。
⇒
戻るキーで、ログ（タグ）選択の画面に戻ります。
注 意・チャンネル間平均は入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。各チャンネルの入力
種類が異なっていても演算されます。
・入力が「Ｖ」、または未選択のチャンネルは演算には含まれません。

33

６．収録データの確認（外部メモリモード）
外部メモリモードにおけるデータ確認は、最後に行った収録の演算および警報状況を表示します。
注 意 外部メモリに収録済みのデータ（ファイル）を画面上で確認することはできません。
外部メモリに収録されたデータは、パソコンにて専用の読み取りソフトで読み込んで確認して下さい。

【キー操作と各確認画面の移行】
データの表示モードは３種類あり、機能キ－を押す毎に切り替わります。各表示モードの切り替えは、①
最小／最大値確認、②警報数確認、③警報データ確認の順に表示されます。さらに機能キーを押すと、①に戻ります。確認が終わったら戻るキーでホーム画面（収録中）に戻ることができます。

１

ホーム画面を表示する。

ロ グ番号

メモリ 残量
現 在値

現在日 時

２

３

キーを押す。
（メモリ残量確認画面へ）もう一度キーを押す。
（最小／最大値確認画面へ）以上でデータ確認画面を表示します。

34

【キー操作と各確認画面の移行】
データの表示モードは３種類あり、機能キ－を押す毎に切り替わります。各表示モードの切り替えは、①最小／最大値確認、②警報数確認、③警報データ確認の順に表示されます。さらに機能キーを押すと、①に戻ります。確認が終わったら戻るキーでホーム画面（収録中）に戻ることができます。

最大値

最小値

データ数

最後に収録したデータの最小値（ＭＩＮ）と最大値（ＭＡＸ）をチャンネル別に表示します。

⇒

戻るキーで、メモリ残量確認の画面に戻ります。さらに戻るキーを押すとホーム画面に戻ります。
注 意・最小／最大値は、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。

４

キーを押す。
（警報数確認画面へ）
下限警報数

上限警報数
データ数

最後に収録したデータの警報が発生した回数を警報別（上限警報：Ｈおよび下限警報：Ｌ）とチャンネ
ル別に表示します。

⇒

戻るキーで、メモリ残量確認の画面に戻ります。さらに戻るキーを押すとホーム画面に戻ります。
注 意・警報数は、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。

35

５

キーを押す。
（収録中の警報データ確認画面へ）
警報データ順位
警報種類
測定値

収録日時

最後に収録したデータの最後に警報が発生した収録値を表示します。警報データは最新から１０データまで確認する事ができます。データをさかのぼって表示するには、▲キーを、新しいデータを表示するには▼キーを押します。

⇒

戻るキーで、メモリ残量確認の画面に戻ります。さらに戻るキーを押すとホーム画面に戻ります。
注 意・警報データは、入力が「Ｋ、Ｔ、Ｅ、Ｊ」の時のみ表示されます。

36

７．収録設定
はじめに、収録設定を行うと収録済みのログ（タグ）のデータが削除されるため、あらかじめ、データを保存して下さい。ログ（タグ）毎にそれぞれ独立の収録設定を行うことができます。

１

ホーム画面を表示して、キーを押す。

基本メニュー画面を表示します。

▲、▼キーで「ﾛｸﾞ（ﾀｸﾞ） ｾｯﾃｲ」を選択します。

２

キーを押して、ログ（タグ）選択画面を表示する。

ログ 番号とログ 名▲、▼キーで設定したいログ(タグ)番号０１～２０の中から選択します。

３
ログ番号

キーを押して、入力種類設定を表示する。
各 チャンネルの 入力種類

37

本器は温度センサとしてＫ、Ｔ、Ｅ、Ｊタイプの熱電対が入力可能です。また、オプションの電圧入力アダプタおよび電流入力アダプタ（別売）を用いることにより、直流電圧（０～５Ｖ）または直流
電流（０～２０ｍＡ）の信号入力が可能となります。
▲、▼キーで設定したいチャンネルにカーソルを移動し、＜、＞キーで入力種類を切替えます。

⇒

記 号

Ｋ

Ｔ

Ｅ

Ｊ

入力種類

Ｋ熱電対

Ｔ熱電対

Ｅ熱電対

Ｊ熱電対

Ｖ
－
電圧・電流
接続しない
アダプタ

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

注 意・入力を「Ｖ」に選択した場合、単位とスケールの設定が可能です。
・全てのチャンネルに「－」（接続しない）を選択した場合、収録を行うことはできません。
入力を「Ｖ」に選択した場合、単位とスケールの設定が可能です。

⇒ 単位とスケールの設定方法は「◆単位／スケールの設定(P41)」を参照下さい。

４

キーを押して、収録インターバル設定を表示する。

※この設定はログモードのみ表示されます。

ログモードのみ

ログ番 号

イ ンターバル 時間

インタ ーバル時間 範囲

数値入力の方法は、＜、＞キー及びテンキーで入力します。
⇒

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

注 意・インターバルの設定時間は、１秒～３０秒まで１秒ステップ、１分～２４時間まで１分ステップの設定が可能です。その以外は、決定キーを押しても確定せず、設定可能な値に自動的に修正されます。入力する値を確認／修正を行ってから決定キーを押して下さい。

38

５

キーを押して、警報温度設定を表示する。
各チャンネ ルの下限警報 温度

ログ番 号

上限警報 温度チャンネル毎に、任意の上限警報温度と下限警報温度を１点ずつ設定することができます。警報は収録データが上限警報温度を上回るか（Ｈ警報）、もしくは下限警報温度を下回る（Ｌ警報）場合に発生し、収録中はアラーム音を鳴らすことができます。
▲、▼キーで設定したいチャンネルと上限／下限にカーソルを移動し、＜、＞キーおよびテンキーで温度設定を入力します。設定可能な温度は入力種類によって変化します。
入力種類
Ｋ
Ｔ
Ｅ
Ｊ
⇒

－２００．０－２００．０－２００．０－２００．０～～～～

アラームの設定可能範囲
１３７０．０℃
４００．０℃
７００．０℃
７００．０℃

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

注 意・入力が「Ｖ」、または未選択のチャンネルは設定できません。

６

キーを押して、積算基準温度設定を表示する。

※この設定はログモードのみ表示されます。
ログモードのみ

ログ 番号

各チャン ネルの積算 基準温度

入力種 類

39

各チャンネル毎に、任意の積算基準温度を１点設定することができます。
▲、▼キーで設定したいチャンネルの積算基準温度値にカーソルを移動して、＜、＞キーおよびテンキーで設定値を入力します。設定可能な温度は入力種類によって変化します。
入力種類
Ｋ
Ｔ
Ｅ
Ｊ
⇒

－２００．０－２００．０－２００．０－２００．０

積算基準温度の設定可能範囲～ １３７０．０℃～
４００．０℃～
７００．０℃～
７００．０℃

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

７

キーを押して、確認画面を表示する。

注 意・入力が「Ｖ」、または未選択のチャンネルは設定できません。

ログモードのみ

ログ番号＜、＞キーでカーソルを「Ｙｅｓ」に選択します。
注 意・設定値書込み確認の画面では、戻るキーで前画面へは戻ることができません。

８

キーを押して、各設定値を登録する。

以上、設定が変更／登録され、ホーム画面に戻ります。

注 意・＜、＞キーでカーソルを「Ｎｏ」に選択して、決定キーを押すと設定値を変更せずにログ（タグ）選択画面に戻ります。

40

◆単位／スケールの設定
電圧／電流入力モードにおいて入力値をスケーリングして表示することが可能です。

１ ホーム画面を表示し、 キーを押す。
２ 「ﾛｸﾞ（ﾀｸﾞ） ｾｯﾃｲ」を選択し、 キーを押す。
３ 設定したいログ（タグ）を選択し、 キーを押す。（入力種類設定の画面へ）
４ 入力に「Ｖ」を選択して、 キーを押す。（単位／スケール設定の画面へ）
単位

ロ グ番号

スケール 最小値
スケール 最大値

小数点以下の桁数
チャ ンネル

入力文字 種番号

指 示 値 （収 録 値 ）
スケール
最大値

▲、▼キーで設定項目にカーソルを移動して、単位（３文字まで）、スケール最大値、最小値、小数点を入力します。数値、
文字入力の方法は、テンキー及び＜、＞キーで入力します。

項 目
ﾀﾝｲ

設定範囲
３文字まで

ｽｹｰﾙ Min. -9999～9999
ｽｹｰﾙ Max. -9999～9999
ｼｮｳｽｳﾃﾝ

0～3

スケール
最小値
入力
電圧
電流

０
０

５Ｖ
２０ｍＡ

備 考
英数字
電圧

入力 0V での機器指示値
入力 0mA 相当の機器指示値を計算して設定する。
電流
機器の指示ｽﾊﾟﾝ÷機器の出力ｽﾊﾟﾝ×（-4mA）
電圧 入力 5V での機器指示値
電流 入力 20mA での機器指示値
小数点以下の桁数。0:0、1:0.0、2:0.00、3:0.000【スケーリングについて】■スケール min の求め方
指示スケール最大値－｛（指示スケール最大値－指示スケール最小値）÷（入力最大値－入力最小値）×入力最大値｝

例）０．０～１００．０％ｒｈの指示スケールで４～２０ｍＡの外部出力を持つ機器を接続した場合、下の様に設定します。
指示スケール最大値

100%rh

指示スケール最小値

0%rh

入力最大値

20mA

入力最小値

4mA

項 目
ﾀﾝｲ
ｽｹｰﾙ Min.
ｽｹｰﾙ Max.
ｼｮｳｽｳﾃﾝ

設定値“%rh”“-0025”“0100”“0”100-{(100-0)÷(20-4)×20}=-25

補足 入力項目と設定値について、
ショウスウテンを１にする場合には、スケール入力を１０倍にします。

41

項 目
ﾀﾝｲ
ｽｹｰﾙ Min.
ｽｹｰﾙ Max.
ｼｮｳｽｳﾃﾝ

設定値“%rh”“-0250”“1000”“1”

８．作業者名およびコメントの記録
本器は収録を行った作業者名およびコメントをデータと一緒に記録することができます。作業者名
およびコメントはあらかじめ登録したそれぞれ２０名／２０個の中から選択します。
作業者／コメントを選択すると、次回の作業者選択／コメント選択を実施するまでの間に収録したデータには同じ作業者名／コメントが記録されます。

１

ホーム画面を表示します。

ログ番号

メモリ残量
現在値

現在日時

２

キーを押す。
（基本メニューの画面へ）▲、▼キーで「ｻｷﾞｮｳｼｬ／ｺﾒﾝﾄ」を選択します。

３

キーを押す。
（作業者／コメント選択の画面へ）

ログ番号選択している作業者名
選択しているコメント

作業者及びコメントの設定（選択、追加）を行うことができます。

42

８-１．作業者選択
作業者名はあらかじめ登録した２０名の中から選択します。

１

ホーム画面を表示し、２「ｻｷﾞｮｳｼｬ/ｺﾒﾝﾄ」を選択して、キーを押す。

３「ｻｷﾞｮｳｼｬ ｾﾝﾀｸ」を選択して、キーを押す。

キーを押す。

（作業者選択の画面へ）
ログ番号

登録番号と作業者名▲、▼キーで選択したい作業者名を登録番号０１～２０の中から選択します。
⇒

４

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

キーを押して、作業者名を選択します。

選択した作業者名

選択した作業者名は、作業者／コメント選択の画面下部の上段にある［］内に表示します。
また、収録スタンバイ画面、収録中画面、収録データの確認画面にも表示します。
（１ｃｈ表示の場合のみ）⇒ 作業者名の登録は準備・設定編「作業者名の登録(P44)」を参照下さい。

43

８-２．コメント選択
コメントはあらかじめ登録した２０個の中から選択します。

１

ホーム画面を表示し、２「ｻｷﾞｮｳｼｬ/ｺﾒﾝﾄ」を選択して、

３「ｺﾒﾝﾄ ｾﾝﾀｸ」を選択して、キーを押す。
キーを押す。
キーを押す。
（コメントリストの画面へ）
登録番号とコメント

ログ番号▲、▼キーで選択したいコメントを登録番号０１～２０の中から選択します。
⇒

４

前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

キーを押して、コメントを選択します。

選択したコメント

選択したコメントは、作業者／コメント選択の画面下部の下段にある［］内に表示します。
また、収録スタンバイ画面、収録中画面、収録データの確認画面にも表示します。
（１ｃｈ表示の場合のみ）⇒ コメントの登録は準備・設定編「コメントの登録(P45)」を参照下さい。

44

■メモリ／バッテリ残量確認
メモリおよびバッテリー残量と機器名称の確認ができます。

１
２「ｶｸｼｭｾｯﾃｲ」を選択して、

３「ﾒﾓﾘ／ﾊﾞｯﾃﾘ」を選択して、ホーム画面を表示し、キーを押す。
キーを押す。
キーを押す。
メモリ残量

バッテリ残量表示

内部メモリモード

７５％
５０％
２５％

メモリ残量

外部メモリモード【バッテリ残量について】バッテリ残量は、本体にセットした乾電池（単三乾電池×４本）の残量をバーグラフで３段階表示します。２５％以下になった場合、収録前に新品の電池に交換して下さい。

【メモリ残量について】データを収録するメモリの残量をバーグラフ（１６ステップ）とデータ数で表示します。本器に収録可能なデータ数はログモードとタグモード、また外部メモリモードで異なります。

内部メモリモード
内部メモリモードにおける収録可能なデータ数はログモードとタグモードで異なります。
◆ログモードログモードでは２０個のログに収録されたデータの総数が４００００データまで収録できます。１デ－タは１つのチャンネルで１回の収録を行った場合に相当します。したがって使用するチャンネル数によって収録できる収録数が変化します。

45

残り収録数を計算するには残り収録数[回] ＝ メモリ残量[データ] ÷ 使用チャンネル数[ｃｈ]以上より残り収録時間は以下の計算で算出します。
残り収録時間[時間] ＝ 残り収録回数[回] × 収録インターバル[時間]［例］メモリ残量が「１０００」の時、４つのチャンネルをすべて使用して５分インターバル
で収録できる時間は１２５０分です。
１０００（ﾒﾓﾘ残量）÷４ｃｈ（使用ﾁｬﾝﾈﾙ数）×５分（収録ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ）＝１２５０［分］◆タグモードタグモードは２０個のタグに収録されたデータの総数が１００００データまで収録できます。
１デ－タは１つのチャンネルで１回の収録を行った場合に相当します。ただし使用するチャン
ネル数によって消費するデータ数が変化します。
使用チャンネル数 残り収録回数の計算式
１
残り収録数[回]＝ﾒﾓﾘ残量[ﾃﾞｰﾀ]×11÷11
２
残り収録数[回]＝ﾒﾓﾘ残量[ﾃﾞｰﾀ]×11÷14
３
残り収録数[回]＝ﾒﾓﾘ残量[ﾃﾞｰﾀ]×11÷17
４
残り収録数[回]＝ﾒﾓﾘ残量[ﾃﾞｰﾀ]×11÷20［例］メモリ残量が「１０００」の時、３つのチャンネルを使用して収録した場合は
６４７データまで収録できます。
１０００（ﾒﾓﾘ残量）×１１÷１７（係数）＝６４７[ﾃﾞｰﾀ]

外部メモリモード
メモリ残量を１０００ステップで表示します。
外部メモリモードでは、条件として①１測定あたりの最大サイズは６９１，２００データまで②外部メモリには最大５１２ファイルまで
以上①と②を超えていなければ、メモリ残量分の収録が可能です。
使用チャンネル数と収録数の関係は内部メモリモード／ログモードの計算と同様に行います。

46

■パソコンとの接続方法
本器はパソコンと専用の通信ケーブル（ＵＳＢ）で接続して、収録データの読み出し※１やファイ
ル保存、および収録設定の書き込みなどを行うことができます。
※１：メモリカードに収録したデータ（MR2041-MU）は、通信で読み込むことはできません。
メモリカードに収録したデータは、マルチメディアカードに対応したカードスロットを持つパソコン、又は対応したメモリカードリーダーを接続したパソコンで読み込んでください。

１

通信ケーブルを本器と接続する。

【パソコン側】

パソコンのＵＳＢポートに通信ケーブルのＡコネクタを接続する

注 意・取り外すときはプラグ持って引き抜いて下さい。ケーブルを引っ張らないで下さい。

ＵＳＢポート【ロガー側】

Ａコネクタ

ロガーの通信ポートに通信ケーブルのミニＢコネクタを接続する

ミニＢコネクタ

通信ポート「PC」の刻印のある通信ポートの蓋を開け、ミニＢコネクタをポート内にしっかり奥まで挿入して下さい。
注 意 ・取り外すときはプラグを持って引き抜いて下さい。ケーブルを引っ張らないで下さい。
・接続には付属の通信ケーブルを使用して下さい。指定以外のものは使用しないで下さい。
･通信ケーブルの使用中には防滴性能は維持されません。
･通信ケーブルを使用しない時は、防滴性能を維持するために蓋をしっかり閉めて下さい。

47

２

ホーム画面を表示し、キーを押す。

▲、▼キーで「ﾂｳｼﾝ」を選択します。

３

キーを押す。
（通信スタンバイ画面へ）

通
信中

データ読み取りソフトウェアから操作を行い、通信が始まると通信中画面「ﾂｳｼﾝﾁｭｳ」に切替わります。
⇒

通信スタンバイ画面から前画面に戻る場合は、戻るキーを押します。

なお、詳細操作はデータ読み取りソフトウェアの取扱説明書をお読み下さい。
データ読み取りソフトウェアのバージョンが 4.2 以降のものをご使用下さい。

48

■トラブルシューティング
本製品をご使用中に、動作の異常や警告メッセージが表示された場合、以下のトラブルシューティン
グを参考に処置を行って下さい。それでも不具合があるときは使用を中止し、お買い上げの販売店または最寄りの営業所までご連絡下さい。

症

状

画面表示がでない

原

因

対

策

電池を正しく入れて下さい。
電池が正しく入っていな「【準備・設定編】■電池の取付・交換(P5)」の項を参い照。
新品の電池に交換して下さい。
「【準備・設定編】■電池の取付・交換(P5)」の項を参
電池が切れている
照。
ＡＣアダプタを取付けて下さい。
「【準備・設定編】■ＡＣアダプタの使用(P6)」の項を
ＡＣ電源が外れている参照。
センサコネクタを挿入して下さい。
「【準備・設定編】■センサの取付方法(P8)」の項を参
センサが外れている
照。
入力線を正しく接続して下さい。
電流／電圧の入力線が外「【準備・設定編】■センサの取付方法(P8)」の項を参れている
照。

入力種類設定を変更して下さい。
収録値の表示が「－」 未接続「－」に設定して 「７．収録設定／【入力種類】(P37)」の項を参であり、数値がでない いる照。

オーバーレンジである

過大入力、またはセンサ入力種類を確認して下さい。
「７．収録設定／【入力種類】(P37)」の項を参照。

センサが故障している

新品のセンサに交換して下さい。

熱電対の入力種類を設定して下さい「７．収録設定／【入力種類】(P37)入力種類」の項を参照。
オフセット値を変更して下さい。
オフセット値を変更して「【準備・設定編】■各種設定/４．オフセット設定（P31）」
いるの項を参照。
熱電対の種類が違う

温度指示値がずれる

新品のセンサに交換して下さい。

センサが故障している

強い静電気や電磁波、ま強い静電気や電磁波を発生する機器に本機やたは高周波の影響を受けセンサを近づけないようにして下さい。
指示値のふらつきが大 ている
きい
新品のセンサに交換して下さい。

センサが故障している49

収録ができない

入力種類を設定して下さい。
すべて未接続「－」に設「７．収録設定／【入力種類】(P37)」の項を参定している
照。
収録済みのデータを保存して、収録済みデータを削除して下さい。

メモリの残量がない

収録したデータがない

収録モードの変更を行っ
収録モード、収録設定を変更する場合、収録したたデータを保存してから行って下さい。
収録設定の変更を行った作業者及びコメントを登録、選択して下さい。
作業者名及びコメント 登録、または選択してい「８．作業者名およびｺﾒﾝﾄの記録(P42)」の項の表示がでないないを参照。
通信ケーブルが外れてい 通信ケーブルを正しく接続して下さい。
「■パソコンとの接続方法（P47）」の項を参照。
る

通信ができない

読み取りソフトがパソコンにインストールされていないＵＳＢドライバがパソコンにインストールされていない
通信設定が間違っている

読み取りソフトをインストールして下さい。
ソフトウェアの取扱説明書を参照。
ＵＳＢドライバをインストールして下さい。
ソフトウェアの取扱説明書を参照。
入力ポートを確認して下さい。
ソフトウェアの取扱説明書を参照。

データ読み取りソフトウ
ェアのバージョンが 4.2 バージョンが 4.2 以降のものをご使用くださ以前のものを使用してい い。
る
表示が消えるオートパワーオフ設定を行って下さい。
オートパワーオフ機能が「【準備・設定編】■各種設定/３．ｵｰﾄﾊﾟﾜｰｵﾌ設定(P30)」
働いているの項を参照。

表示が暗い

ＬＣＤコントラスト設定を行って下さい
ＬＣＤコントラストが低「【準備・設定編】■各種設定/５．LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄ設定(P32)」
いの項を参照。

「ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘ ﾉ ｺｳ
バックアップバッテリが お買い上げの販売店または最寄りの営業所まｶﾝｶﾞ ﾋﾂﾖｳﾃﾞｽ！」が表でにご連絡下さい。
不足している
示される
ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞを「【準備・設定編】■外部ﾒﾓﾘの使用(P7)」を
ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞがﾛｶﾞｰに正しく
参考に正しくｾｯﾄして下さい。別の正常に動作「ﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ ｱｸｾｽ ｴﾗｰ!」 ｾｯﾄされていない。
するﾒﾓﾘｶｰﾄﾞと交換しても表示される場合は、が表示されるまたはﾒﾓﾘｶｰﾄﾞが壊れてお買い上げの販売店または最寄りの営業所まいる。
でご連絡下さい。
電池が正しく入っていな
一度電池蓋を外して、再度電池を入れ直して下新しい電池を入れても い
電源が入らない
電池電源の安全装置が働 さい。
いた

50

■仕 様
項

仕

目

様

ＭＲ２０４１-Ｕ

ＭＲ２０４１-ＭＵ

センサ入力

熱電対（Ｋ、Ｅ、Ｊ、Ｔ）およびＶ（電圧、電流入力）
電圧入力アダプタ（別売）で直流電圧（０～５Ｖ）
電流入力アダプタ（別売）で直流電流（０～２０ｍＡ）

入 力 点 数
入力コネクタ４チャンネル（各チャンネルで入力種類、入／切の選択可能）

表示分解能
測定温度範囲０．１℃

確【熱 電 対】±（読み取り値の０．１％＋０．３℃）
ただし測定温度範囲が－１００℃以上の場合±（読み取り値の０．１％＋０．６℃）
ただし測定温度範囲が－１００℃より低い場合【電圧入力】±（読み取り値の０．１％＋レンジの０．２％）
いずれも基準動作条件（周囲温度２３℃±３℃）

度

専用防滴コネクタ(別売センサに使用)、電流／電圧入力アダプタ、熱電対用端子アダ
プタ、ＳＭコネクタ、「ASTM E1684-96 Standard Specification for Miniature
Thermocouple Connectors」に準拠した熱電対コネクタ
Ｋ熱電対 ／ －２００
Ｅ熱電対 ／ －２００Ｊ熱電対 ／ －２００
Ｔ熱電対 ／ －２００

～１３７０℃～ ７００℃～ ７００℃～ ４００℃

基準接点補償精度

入力Ｋ、Ｅ、Ｊ、Ｔの場合に加算±０．４℃（周囲温度１５～３５℃）±０．７℃（周囲温度－１０～１５℃および３５～５０℃）
いずれも周囲温度揺らぎ２℃以内の場合

温 度 係 数許容信号源抵抗入 力 抵 抗チャンネル間耐圧
走 査 速 度収 録 ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ

測定範囲の±０．０１％／℃（いずれも周囲温度揺らぎ２℃以内の場合）

収 録 デ ータ 数

２０個のログデータの合計が4ch 使用の場合 10000 回、3ch/13333 回、2ch/20000 回、1ch/40000 回まで収録可能。

１００Ω以下（バーンアウト検出可）
直流電圧１ＭΩ以上
ＡＣ４００Ｖ
１秒（４ｃｈ）
１秒～３０秒（１秒ステップで設定可能）
１分～２４時間（１分ステップで設定可能）

２０個のタグデータの合計
4ch 使用の場合 5500 回、3ch/6470 回、2ch/7855 回、1ch/10000 回まで収録可能。

外部メモリなし

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱｶｰﾄﾞ（16MB～2GB）に直接ﾌｧｲﾙとして収録。
・ﾌｧｲﾙ数は 512 個まで
・１ﾌｧｲﾙの最大ｻｲｽﾞは 691,200 ﾃﾞｰﾀ
4ch 使用の場合 172,800 回
3ch/230,400 回、2ch/345,600 回
1ch/691,200 回まで収録が可能

51

ディスプレイ

半透過型ＬＣＤ／バックライトあり
ドットマトリクス１２８×６４ドット（表示エリア４１×２９ｍｍ）

操 作 キ ー
通 信 機 能電源
電 池 寿 命テンキー含む１８キー

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電 源
外 形 寸 法質
量
ケース材質
使 用 環 境保 存 環 境防 水 性 能ＥＭＣ規格

５年以上（電源非供給）ただし周囲温度２５℃で放置した場合

ＵＳＢ１．１／２．０準拠
単３乾電池（ＬＲ６）×４個、または専用ＡＣアダプタ
500 時間以上（ｱﾙｶﾘ電池 LR6 使用時）
450 時間以上（ｱﾙｶﾘ電池 LR6 使用時）
ただし周囲温度 25℃で収録周期１分
ただし周囲温度 25℃で収録周期１分
バックライト消灯（オートパワーオフ有効）、 バックライト消灯（オートパワーオフ有効）、
キー操作なしキー操作なし７０Ｗ×１５９Ｈ×３３Ｄ（ｍｍ）ただし突起部を除く
約３００ｇ（電池含む）

約３２０ｇ（電池含む）

ナイロンＡＢＳ（抗菌仕様）－１０～５０℃、１０～８０％ｒｈ（結露無きこと）－２０～５５℃、０～９０％ｒｈ（結露無きこと）
ＩＰ６４（ただし専用防滴コネクタ仕様のセンサを使用時）
ＣＥ：EN61326-1 ClassB にて±５℃
乾電池駆動時（ただし周囲温度２５℃で放置した場合）

７０

ch.2

ch.1

３３

ch.4

ch.3

HANDY - LOGGER

決定
メ モリ

DC IN

１５９

P C

MR Series

電源
ｶﾅ/英

戻る

機能

収録中止

クリア

2

1ch
ア

GH

カ

4 ch I

JK

7

TU

PQ
RS

ハ

8 V
ヤ

0

3

DE
F

6

MN
O

サ

5 L
ナ

タ
マ

AB
ch C

WX

9 YZ

ラ
記号

+/- ワ

52

■お問い合わせ本社

ホームページ
東 京 支 店北 部 支 店
大 阪 支 店
名古屋支店

東京都板橋区熊野町32-8
TEL 03-3956-2111
民生機器営業部
TEL 03-3956-2131
http://www.chino.co.jp/
東京都板橋区熊野町32-8
TEL 03-3956-2205
埼玉県さいたま市大宮区宮町 2-81（大宮アネックスビル）
TEL 048-643-4641
大阪府吹田市江坂町 1-23-101（大同生命江坂ビル）
TEL 06-6385-7031
名古屋市中村区那古野 1-47-1（名古屋国際センタービル）
TEL 052-581-7595（製造元）
山形県天童市大字乱川 1515

〒994-0002［受付時間］9:00～17:00
ホームページ

TEL 023-654-9700(代)
FAX 023-652-2060
月曜日～金曜日（祝日を除く）

http://www.yamagata-chino.co.jp/■コールセンター（お客様製品相談室）
0120-41-2070 （フリーダイヤルにより全国から無料でお問い合わせできます）
電話番号
携帯電話専用ダイヤル 03-5917-2151 （※フリーダイヤルではありません）
受付時間

9:00～12:00、13:00～18:00 （土曜、日曜、祝日および弊社休業日を除く）

e-mailhttp://www.chino.co.jp/support/index.html （URL よりアクセスください）

FAX

03-3956-8308 コールセンター（お客様製品相談室）宛◆お問い合わせの際には、ご使用の製品名・形式・製造番号を事前にご確認ください。
◆ご質問の内容によっては、折り返し回答させて頂きます。(電話･ＦＡＸ･Ｅメール）◆保守サービスに関するご依頼は、ご購入先の担当営業所へご連絡ください。

※お聞きしました内容は弊社の「プライバシーポリシー」に沿って記録・管理しますので、あわせてご了承のほど宜しくお願い致します。