VIDEO ENDOSCOPE SYSTEM

X2000HD
工業用ビデオ内視鏡

Mitcorp Video scope for Industrial

高画質、耐久性、操作性に優れたビデオスコープ

株式会社ミルス・システムズ

★ 様々なアプリケーション●自動車、航空機などのエンジン部品検査、車体、機体内部の検査●ボイラー配管、熱交チューブの配管検査● 化学プラント、発電所の配管検査●上下水道管の検査 ● 警察の犯罪捜査●税関検査（コンテナ、手荷物、輸入品）

プローブ ラインナップ

φ6.5 直視プローブ

直視ヘッドにミラーアダプターを装着することにより 90°側視方向の観察が可能です。

側視ミラーアダプター

φ3.9・φ2.8 直視プローブ
視野角度が 120°です。
広角で観察できます。

デュアルビュー
ミラーアダプター

側視ミラー、デュアルビューミラーアダプター(直視、側視の同時表示)の取り付けが可能。

側視ミラー、デュアルビューミラーアダプターの取り付けはできません。

φ6.0 直視側視プローブ

φ3.9 直視側視プローブ

側視観察に最適側視観察に最適

２つのカメラを搭載しており直視方向、側視方向の観察が可能。
奥まった箇所（少し離れたところ）を観察する場合、ミラー方式よりも、キレイに見えます。
モニターのタッチパネルをタップして視野方向を切り替えます。

φ3.9 キャスティングプローブ

直視

φ3.9 キャスティングプローブ

側視先端ヘッド長（硬性部長）が短くプローブがバネ式で挿入性が優れています。先端可動式のプローブでは挿入でカメラ先端部きない箇所の観察に最適。
（自動車部品・鋳物検査など）

7 インチタッチパネル式モニター■7 インチ大画面モニター採用（タッチパネル）■動画・静止画を SD カードに保存可能
動画撮影中に静止画撮影可能■太陽光の反射を抑制、屋外使用に最適■防塵・防水設計（IP57）■内蔵バッテリー長時間駆動（約 3 時間）■AC アダプター使用で連続使用も可能■約 1.5kg の軽量ボディ

仕様
X2000HD モニター （全方向湾曲プローブ、キャスティングプローブ共通）
液晶モニター

7 インチカラー 解像度 1024 x 600

I/O ポート

SD カードスロット（最大 32GB）/ USB Type-C / HDMI

約 240×160×70ｍｍ・1480ｇ

AC100～240V

カメラ温度警告表示

60℃／80℃／100℃（3 段階警告）※警告が起動したら速やかに引き抜いてプローブ先端の温度を下げてください。

Wi-Fi

802.11 b/g/ｎ

音声入力

内蔵マイク（OSD メニューより ON/OFF 可）

防水性能

IP57

Type-D（AV 出力）○明るさ調整 ○ミラー映像補正（ミラー使用時の鏡像を正像にする）○デジタルズーム（3 倍） ○デュアルビュー（直視／側視の同時観察）
映像調整機能○比較（ライブ映像と記録画像の比較）○グリッド表示○パーティクルフリー（ミラーへの付着物を見え難くする）○輪郭強調○ホワイトバランス※ミラー表示、デュアルビュー表示は Φ6.5mm 直視プローブのみで使用可能です。
バッテリー駆動・充電時間

駆動時間 約 3 時間

・ 充電時間 約 4 時間

動作温度

バッテリー駆動時

0～45℃

AC アダプター使用時 0～35℃

全方向湾曲プローブ
プローブ外径

6.5ｍｍ

6.0ｍｍ

3.9ｍｍ

2.8ｍｍ

直視プローブプローブタイプ

直視側視プローブ
スタンダード直視プローブ

直視側視プローブ

直視プローブファーフォーカス
2m/3m
直視：8mm～∞
側視：7mm～∞

焦点距離10～100ｍｍ

25ｍｍ～∞

5～100mm

3ｍｍ～∞

1.5ｍ/3ｍ

1.5ｍ

5m/7m/10m
直視：8mm～∞側視：5～200mm
プローブ長

2ｍ/3ｍ/5ｍ/7ｍ

2ｍ/3ｍ/5ｍ/7ｍ/10m
21.5mm（2m/3m）

先端ヘッド長（硬性部長）

19.3ｍｍ

13ｍｍ

21.6mm

10.1ｍｍ

24.4mm（5m/7m/10ｍ）
視野角度

90°

95°

120°

静止画解像度 (.jpg）

2560×1440

1600×1600

動画解像度 (.mov)

1920×1080

1600×1600

湾曲角度

２ｍ、３ｍ：120°

5ｍ、7ｍ、10ｍ：80°
タングステンアングルロック機構

ジョイスティック部にて先端カメラ湾曲のロック可能

120°

110°

プローブ：水深１ｍにて 30 分以内 ジョイスティック部：IP54

耐液性
動作温度 / 保管温度800×800

140°

プローブ外皮材質

防水性能

800×800

マシン油、軽油、５％食塩水
気中：0～60℃ 水中：10～30℃ ※湿度最大 95％ 結露なきこと /10～70℃

キャスティングプローブ
プローブ外径3.9ｍｍ

プローブタイプ

直視プローブ焦点距離5～60ｍｍ側視プローブ
2～30ｍｍ

プローブ長
先端ヘッド長（硬性部長）

1ｍ
5.6ｍｍ

7.6ｍｍ

視野角度

90°

プローブ外皮材質

ステンレス

映像記録方式・解像度

静止画 400×400 (.jpg） ・ 動画 400×400 (.mov)

防水性能
動作温度 / 保管温度

水深１ｍにて 30 分以内
気中：0～60℃ 水中：10～30℃ ※湿度最大 95％ 結露なきこと /10～70℃

リジッドスリーブ〇リジッドスリーブ（付属品）を取り付ける事でプローブを真っ直ぐに保持することができます。
活用事例
・高所や低所の点検・装置内の奥まった個所の点検

6.5ｍｍプローブ用：外径 8ｍｍ

3.9ｍｍ / 2.8ｍｍプローブ用：外径 6ｍｍ

1 本使用時の長さ 約 420ｍｍ
2 本使用時の長さ 約 860ｍｍ ジョイント部外径 11.2mm
1 本使用時の長さ 約 420ｍｍ
2 本使用時の長さ 約 860ｍｍ ジョイント部外径 8.6mm

プローブ温度管理機能〇温度が高いワークの検査では、誤ってビデオスコープを熱で壊してしまう事があります。
プローブ先端部に温度計が搭載されています。
高温のワークに挿入するとモニター上に注意喚起表示されます。

様々な映像出力〇Wi-Fi 機能によりスマートフォンに出力できます。
（無償アプリをインストール）〇HDMI ケーブル（付属品）使用で大きいモニターにも出力できます。
〇USB ケーブル Type-C（付属品）使用でパソコンにも出力できます。（無償アプリをインストール）

収納ケース

キャスター付きで移動がラクラク

挿入部プローブは緩衝材下段部分に収納されます。
（5m プローブまで）

サイズ：約 600×380×250mm 質量：10.2kg

株式会社ミルス・システムズ
https://www.mils-sys.co.jp□関東 〒349-0111

20240522

埼玉県蓮田市東 5-9-8

TEL:048-765-4020 FAX:048-765-4021□関西 〒591-8043

大阪府堺市北区北長尾町 1 丁 5-13

TEL:072-240-5225 FAX:052-240-5226※記載されている諸元等は予告なく変更することがあります。
本製品は工業用です。医療用途および人や動物には絶対に使用しないでください。
製造元

MEDICAL INTUBATION TECHNOLOGY CORPORATION (Made in Taiwan)