取扱説明書
電子負荷装置LSA SERIES
LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

GP-IB/USB/RS-232C コントロールボード
IF-80GUR

B71-0197-11

保 証 について

このたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本取扱説明書(以下本説明書と記します)を最後までよくお読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。本説明書は、大切に保管してください。
お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。
アフターサービスに関しまして、また、商品についてご不明な点がございましたら、当社･サービスセンターまでお問 い合わせ
ください。

保

証

当社計測器は、正常な使用状態で発生した故障について、お買い上げの日より 1 年間無償修理を致します。
保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
3. 取扱いが不適当なために生じた故障、損傷。
4. 故障が本製品以外の原因による場合。
5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。
この保証は日本国内に限り有効です。

日本国内で販売された製品が海外に持出されて故障が生じた場合、基本的には日本国内での修理対応となります。
保証期間内であっても、当社までの輸送費はご負担いただきます。

本説明書中にマークが記載された項目があります。このマークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷から保護するために大切な注意項目です。よくお読みになり正しくご使用ください。

■ 商標・登録商標について
TEXIO は当社の産業用電子機器における製品ブランドです。また、本説明書に記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。

■ 取扱説明書について
本説明書の内容の一部または全部を転載する場合は、著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本説明書の内容は改善のため予告無く変更することがありますのであらかじめご了承ください。

■ 輸出について本器は、日本国内専用モデルです。本製品を国外に持ち出す場合または輸出する場合には、事前に当社・各営業所または当社代理店(取扱店)にご相談ください。

目次保 証 について製品を安全にご使用いただくために ................................................................................................................................ Ⅰ-Ⅲ

第 1 章 製品概要________________________________________________________ 1
1-1. 概 要 ................................................................................................................................... 1
1-2. 特 長 ................................................................................................................................... 1

第 2 章 ご使用の前に ____________________________________________________ 2
2-1. 付属品 ................................................................................................................................. 2
2-2. 電源電圧の確認 ................................................................................................................... 3
2-3. 電源コードについて ............................................................................................................... 3
2-4. 本器をフローティング状態で使用する場合について................................................................. 3
2-5. 入力端子について ................................................................................................................ 3
2-6. 前面・背面入力端子カバーについて ....................................................................................... 3
2-7. 背面コントロール端子確認および注意.................................................................................... 3
2-8. ±S 端子について ................................................................................................................... 3
2-9. 本器の "LOAD ON" について .............................................................................................. 3
2-10. 設置環境について .............................................................................................................. 4
2-11. 工場出荷時の各設定と設定値の保存 .................................................................................. 4
2-11-1. Direct キー操作での各設定値 ...................................................................................................4
2-11-2. MENU キー操作での各設定値..................................................................................................5
2-11-3. 初期化方法 ..............................................................................................................................5

第 3 章 各部の名称と働き _________________________________________________ 6
3-1. 前面パネル部 ....................................................................................................................... 6
3-2. 背面パネル部 ....................................................................................................................... 7

第 4 章 使用するにあたって ________________________________________________ 8
4-1. 電力供給源との接続について................................................................................................ 8
4-2. 入力端子への配線方法 ........................................................................................................ 8
4-2-1. 背面入力端子への配線方法.......................................................................................................8
4-2-2. 前面入力端子への配線方法.......................................................................................................94-3. 負荷線のインダクタンスの影響について ............................................................................... 10
4-4. フロントグリルの清掃 ...........................................................................................................11
4-4-1. フロントグリルの外し方 ............................................................................................................. 11
4-5. アラーム ............................................................................................................................. 12

第 5 章 基本操作_______________________________________________________ 13
5-1. 電源を投入する .................................................................................................................. 13
5-2．パネル面の基本操作方法.................................................................................................... 13
5-2-1．Direct キーによる機能内容 .......................................................................................................14
5-2-2．メニューアイコンによる機能内容................................................................................................14
5-2-3．パネル操作方法 .......................................................................................................................15
5-2-3-1．Direct 操作キーによる設定方法 ................................................................................................15
5-2-3-2．メニューアイコン選択方法 ..........................................................................................................18
5-2-3-3．メニュー画面の切り替え方法 .....................................................................................................19
5-2-3-4．パラメータ設定値の変更方法 .....................................................................................................20

5-3．各種機能の使用方法 .......................................................................................................... 23
5-3-1．Main Setup 機能.....................................................................................................................23
5-3-1-1．定電流（CC）モードの設定方法 ..................................................................................................23
5-3-1-2．定抵抗(CRx1/CRx10)モードの設定方法 ...................................................................................25

5-3-1-3．定電力(CP)モードの設定方法 ...................................................................................................28
5-3-1-4．定電圧(CV+CC/CV+CR)モードの設定方法 ...............................................................................30
5-3-1-5．ロード オン/オフ操作.................................................................................................................34

5-3-2．プリセット機能 ...........................................................................................................................35
5-3-2-1．設定値可変とプリセットへの保存................................................................................................36
5-3-2-2．プリセット値呼び出し ..................................................................................................................37
5-3-2-3．プリセット値確認 ........................................................................................................................37

5-3-3．保護機能 ..................................................................................................................................38
5-3-3-1．UVP 機能..................................................................................................................................39
5-3-3-2．OCP/OCL 機能 .........................................................................................................................40
5-3-3-3．OPP/ OPL 機能 ........................................................................................................................41
5-3-3-4．プロテクト機能、リミット機能の解除方法 .....................................................................................42

5-3-4．ロードタイマ機能 .......................................................................................................................43
5-3-4-1．ロードタイマ機能を設定する .......................................................................................................44

5-3-5．ソフトスタート機能 .....................................................................................................................45
5-3-5-1．ソフトスタート機能を設定する .....................................................................................................46

5-3-6．スイッチング機能.......................................................................................................................47
5-3-6-1．スイッチング機能の操作手順 .....................................................................................................48
5-3-6-2．スイッチングタイプの選択 ...........................................................................................................50
5-3-6-3．Main Value と Sub Value の設定方法 .......................................................................................51
5-3-6-4．Slew Rate、Response の設定方法 ...........................................................................................51
5-3-6-5．周波数と Duty の設定方法 ........................................................................................................52
5-3-6-6．2 つの時間による設定方法 ........................................................................................................53

5-3-7．電圧リモートセンシング機能 ......................................................................................................54
5-3-7-1．センシング線の接続方法 ...........................................................................................................54
5-3-7-2．電圧検出ポイントの設定方法 .....................................................................................................55

5-3-8．キーロック機能..........................................................................................................................56
5-3-9．Screen Saver 機能 ..................................................................................................................57
5-3-10．マスター・スレーブ運転機能 ....................................................................................................58
5-3-10-1．マスター・スレーブ運転接続方法 ..............................................................................................58
5-3-10-2．マスター機の設定方法 .............................................................................................................59
5-3-10-3．スレーブ機の設定方法 ............................................................................................................62

5-3-11．外部信号によるコントロール ....................................................................................................65
5-3-11-1．J1、J2 コネクタ組立 .................................................................................................................65
5-3-11-2．J1、J2 コネクタ仕様 .................................................................................................................66
5-3-11-3．外部コントロール選択 ..............................................................................................................67
5-3-11-4．外部電圧または外部抵抗による設定値コントロール .................................................................68
5-3-11-5．外部接点信号によるロード オン/オフコントロール.....................................................................70
5-3-11-6．外部接点信号による C Range コントロール .............................................................................71
5-3-11-7．外部接点信号によるスイッチングコントロール ...........................................................................73
5-3-11-8．外部アラーム入力 ....................................................................................................................75
5-3-11-9．外部トリガ信号入力 .................................................................................................................76
5-3-11-10．電流モニター出力 ..................................................................................................................76
5-3-11-11．ロード オン/オフ状態出力 ......................................................................................................76
5-3-11-12．C Range 状態出力 ................................................................................................................77
5-3-11-13．スイッチング機能の出力 Value 状態出力 ...............................................................................77
5-3-11-14．アラーム状態出力 ..................................................................................................................78
5-3-11-15．トリガ信号出力 ......................................................................................................................78

5-3-12．メニュー画面操作....................................................................................................................79
5-3-12-1．フルスクリーン値表示 ..............................................................................................................79
5-3-12-2．ステータス表示 ........................................................................................................................80
5-3-12-3．システム設定 ...........................................................................................................................81
5-3-12-4．データ初期化...........................................................................................................................84

5-3-13．0V 放電機能（LSA-165V1 モデルの機能） ..............................................................................85
5-4．シーケンス機能 ................................................................................................................... 87
5-4-1．シーケンス波形概要 .................................................................................................................87

5-4-2．シーケンスプログラム概要 ........................................................................................................88
5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要 ......................................................................89
5-4-3-1．シーケンス波形設定 ..................................................................................................................90
5-4-3-2．グループ実行条件設定 ..............................................................................................................92
5-4-3-3．シーケンスグループ条件分岐設定 .............................................................................................94
5-4-3-4．ステップ設定..............................................................................................................................98
5-4-3-5．ステップ編集............................................................................................................................102
5-4-3-6．グループ実行設定 ...................................................................................................................104

5-4-4．シーケンス実行 ...................................................................................................................... 105
5-4-5．シーケンスプログラムの経過時間表示 ................................................................................... 107

第 6 章 IF-80GUR によるコントロール ______________________________________ 108
6-1．IF-80GUR コントロールの準備 .......................................................................................... 108
6-1-1．IF-80GUR の取付け方法 ...................................................................................................... 108
6-1-2．通信インタフェースの選択 ...................................................................................................... 109
6-2．通信インタフェースについて ................................................................................................ 111
6-2-1．GP-IB の使用について ........................................................................................................... 111
6-2-2．USB の使用について .............................................................................................................. 115
6-2-3．RS-232C について ................................................................................................................. 116
6-3．インタフェースコマンドについて............................................................................................ 117
6-3-1．インタフェースコマンド一覧 ...................................................................................................... 117
6-3-1-1．本器設定・操作コマンド ............................................................................................................ 117
6-3-1-2．測定コマンド ............................................................................................................................ 118
6-3-1-3．その他のコマンド ..................................................................................................................... 118
6-3-1-4．IEEE 488.2 共通コマンド ......................................................................................................... 118
6-3-1-5．SCPI ステータスレジスタコマンド.............................................................................................. 118
6-3-1-6．シーケンスコマンド ................................................................................................................... 119

6-3-2．インタフェースコマンド詳細 ..................................................................................................... 120
6-3-2-1．動作モードの設定コマンド ........................................................................................................120
6-3-2-2．設定値の入力コマンド..............................................................................................................120
6-3-2-3．プロテクト・リミットの設定コマンド ..............................................................................................122
6-3-2-4．スイッチング機能の設定コマンド ..............................................................................................123
6-3-2-5．電流レンジの設定コマンド ........................................................................................................125
6-3-2-6．プリセット機能の設定コマンド ...................................................................................................125
6-3-2-7．ソフトスタート機能の設定コマンド .............................................................................................125
6-3-2-8．入力状態の設定コマンド ..........................................................................................................126
6-3-2-9．測定コマンド ............................................................................................................................126
6-3-2-10.ステータスレポート ..................................................................................................................127
6-3-2-11．OPERation ステータスレジスタ .............................................................................................128
6-3-2-12．QUEStionable ステータスレジスタ ........................................................................................129
6-3-2-13．標準イベントステータスレジスタ ..............................................................................................130
6-3-2-14．ステータスバイトレジスタとサービスリクエスト .........................................................................131
6-3-2-15．ステータスレポート補足説明 ..................................................................................................132
6-3-2-16．その他のコマンド ...................................................................................................................133
6-3-2-17．シーケンスコマンド詳細..........................................................................................................134

付録 A 故障と思われる症状について _______________________________________ 141
付録 B 定格 _________________________________________________________ 142
付録 C 外観図 _______________________________________________________ 149

製品を安全にご使用いただくために■ はじめに製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本説明書を最後までお読みください。製品の正しい使い方をご理解のうえ、
ご使用ください。
本説明書をご覧になっても、使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の末ページに記載された、当社･サービスセンター
までお問合せください。
本説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときご覧になれるように、保管しておいてください。

■ 絵表示および警告文字表示について
本説明書および製品には、製品を安全に使用するうえで必要な警告、および注意事項を示す、下記の絵表示による表示がされています。

＜ 絵 表 示 ＞

製品および本説明書にこの絵表示が表示されている箇所がある場合は、その部分で誤った使い方をすると使用者の身体、および製品に重大な危険を生ずる可能性があることを表します。
この絵表示部分を使用する際は、必ず、本説明書を参照する必要があります。

!

警告

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事項が記載されていることを表します。

!

注意

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害を負うか、または製品に損害を生ずる恐れがあり、その危険を避けるための注意事項が記載されていることを表します。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合、または、この製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

I製品を安全にご使用いただくために

!

警告

!

注意

■ 製品のケースおよびパネルは外さないでください
製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても、使用者は絶対に外さないでください。
使用者の感電事故、および火災を発生する危険があります。

■ 製品を使用する際のご注意
下記に示す使用上の注意事項は、使用者の身体･生命に対する危険、および製品の損傷･劣化などを避けるためのものです。
必ず下記の警告･注意事項を守ってご使用ください。

■ 電源に関する警告事項● 電源電圧について
製品の定格電源電圧は、AC100Ｖから AC230V または AC240Ｖです。
製品個々の定格電圧は製品背面と本説明書”定格”欄の表示をご確認ください。
日本国内向けおよび AC125V までの商用電源電圧地域向けモデルに付属された電源コードは定格 AC125Ｖ仕様のため、
AC125Ｖを超えた電源電圧で使用される場合は電源コードの変更が必要になります。電源コードを AC250V 仕様のものに変更しないで使用された場合、感電･火災の危険が生じます。
製品が電源電圧切換え方式の場合、電源電圧の切換え方法は、製品個々に付属している取扱説明書の電圧切換えの章をご覧ください。
● 電源コードについて【重要】 同梱、もしくは製品に取付けられている電源コードは本製品以外に使用できません。
付属の電源コードが損傷した場合は、使用を中止し、当社･サービスセンターまでご連絡ください。電源コードが損傷したままご使用になると、感電･火災の原因となることがあります。
● 保護用ヒューズについて
入力保護用ヒューズが溶断した場合、製品は動作しません。
外部にヒューズホルダが配置されている製品は、ヒューズを交換することができます。交換方法は、本説明書のヒューズ交換の章をご覧ください。
交換手段のない場合は、使用者は、ヒューズを交換することができません。
ヒューズが切れた場合は、ケースを開けず、当社･サービスセンターまでご連絡ください、当社でヒューズ交換をいたします。
使用者が間違えてヒューズを交換された場合、火災を生じる危険があります。

■ 接地に関する警告事項
製品の前面パネルまたは、背面パネルに GND 端子がある場合は、安全に使用するため、必ず接地してからご使用ください。

■ 設置環境に関する警告事項● 動作温度・湿度について
製品は、"定格"欄に示されている動作温度の範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。
製品は、"定格"欄に示されている動作湿度の範囲内でご使用ください。湿度差のある部屋への移動時など、急激な湿度変化による結露にご注意ください。また、濡れた手で製品を操作しないでください。感電および火災の危険があります。
● ガス中での使用について
可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を動作させないでください。
また、腐食性ガスが発生または充満している場所、およびその周辺で使用すると製品に重大な損傷を与えますので、このような環境でのご使用はお止めください。
● 設 置 場 所 について
傾いた場所や振動がある場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして破損や怪我の原因になります。

II

製品を安全にご使用いただくために● 電源スイッチについて
電源スイッチの ON/OFF が困難になるような配置をしないでください。
● 電源プラグについて
電源プラグを挿したり抜いたりすることが困難になるような配置をしないでください。

■ 異 物 を入 れないこと
通風孔から製品内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。

■ 使用中の異常に関する警告事項
製品を使用中に、製品より“発煙”、“発火”、”異臭”、”異音”などの異常を生じた場合は、ただちに使用を中止してください。電源
スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断した後、当社･サービスセンターまで、ご連絡ください。

■ 入出力端子について入力端子には、製品を破損しないために最大入力の仕様が決められています。
本説明書の“定格”欄に記載された仕様を超えた入力は供給しないでください。
また、出力端子へは外部より電力を供給しないでください。製品故障の原因になります。

■ 校正について製品は工場出荷時、厳正な品質管理のもと性能･仕様の確認を実施していますが、部品などの経年変化などにより、その性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能･仕様を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をお勧めいたします。
製品校正についてのご相談は、当社･サービスセンターへご連絡ください。

■ 日常のお手入れについて
製品のケース、パネル、つまみなどの汚れを清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤は避けてください。
塗装がはがれ、樹脂面が侵されることがあります。
ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
また、清掃のときは製品の中に水、洗剤、その他の異物などが入らないようご注意ください。
製品の中に液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。
清掃のときは電源コードのプラグをコンセントから抜くなどして、電源供給を遮断してからおこなってください。
以上の警告事項および注意事項を守り、正しく安全にご使用ください。
また、本説明書には個々の項目でも、注意事項が記載されていますので、使用時にはそれらの注意事項を守り正しくご使用ください。
本説明書の内容でご不明な点、またはお気付きの点がありましたら、当社･サービスセンターまでご連絡いただきますよう、併せてお願いいたします。

III

第 1 章 製品概要
1-1. 概 要
本器は、CC/CR/CP/CV（+CC/+CR）の 4 種類の動作モードの動作が可能な電子負荷装置です。
直流安定化電源、電池などの評価に使用できます。
また、V1 モデルではリモートセンシング端子間で 0V までの電流放電制御が可能となり電池の過放電試験などに使用できます。
背面のスロットにコントロールボード IF-80GUR を装着して通信による外部コントロールが可能です。

1-2. 特 長・ 最小動作電圧は定格負荷で標準タイプは 1V、LSA165V1 モデルは 0V 用電源使用で 0V まで動作可能となります。
・ 最小幅 10μs のスイッチング動作が可能です。
・ スタンドアロンで動作する最大 1018 ステップのシーケンス機能を搭載しています。
・ 通信インタフェースは、GP-IB、USB、RS-232C に対応しています（別売オプション IF-80GUR 装着時）。
・ 外部電圧（0V－10V）、外部抵抗（0kΩ－10kΩ）によるアナログコントロールが可能です。
・ マスター・スレーブ並列運転で最大 5 台まで接続可能です。
・ 放熱は強制空冷で、ファンを前面に置くことによりファンの負担を軽減した高寿命設計となっています。
・ 保護機能は、UVP、OCP、OPP の 3 種類があります。
・ アラーム機能は、逆接続、過電圧、過電力、過電流、前面過電流、過熱の 6 種類があります。
・ 電源電圧は、AC100V から 240V(最大 250V)、50Hz/60Hz で AC 電圧切替え無しで使用できます。
但し、電源コードはコンセントに適合するプラグで、定格電圧内でご使用ください。

モデル

LSA-165/165V1

最大印加電圧LSA-330

LSA-1000

150V

入力電力

165W

330W

1000W

入力電流

33A

66A

200A

1

第 2 章 ご使用の前に2-1. 付属品
付属品が正しく添付されているかお確かめください。万一、不備がございましたら、当社・サービスセンターまでご連絡ください。
付属品は、モデルによって異なります。

<全機種共通付属品>

CD-ROM（取扱説明書）1 枚

電源コード [E30-5632] 1 本

前面入力端子カバー [F07-1590] 2 個

背面コントロール端子用コネクタ
コネクタ[E59-0613] 2 個
コネクタカバー [F07-1594] 4 個<LSA-165/LSA-165V1/LSA-330 付属品>

セット内容
六角ボルト(P=3) 2個

背面入力端子カバー [F07-1592] 1 個

背面入力端子カバー用取付ネジ[N66-3005] 4 個

平座金

2個

六角ナット

2個

背面入力端子用ネジセット[N99-0416] 1 個<LSA-1000 付属品>

セット内容
六角ボルト
平座金
六角ナット
スプリングワッシャ

背面入力端子カバー [F07-1592] 2 個

背面入力端子カバー用取付ネジ[N66-3005] 8 個

2

背面入力端子用ネジセット[N99-0418] 1 個

2個
4個
2個
2個

2-2. 電源電圧の確認
電源電圧は定格範囲内でご使用ください。本器定格電圧は、単相 100V から 240V(最大 250V)、50Hz/60Hz です。
本器の電源電圧は、AC100V/200V 系両方に使用できますが、日本国内および、AC125V までの商用電源電圧地域向けモデルに付属される電源コードは、定格 AC125V 仕様のものとなっています。
本器を AC200V 系で使用する場合は、当社サービスセンターまたは代理店にご連絡ください。

2-3. 電源コードについて
電源コードは、必ず付属の電源コードをご使用ください。付属の電源コードは、接地端子付きの 3P プラグとなっています。
接地をおこなわないと感電の危険が生じますので必ず接地してご使用ください。

同梱の電源コードセットは、本装置以外に使用できません。

2-4. 本器をフローティング状態で使用する場合について
本器入力端子と本器筐体をフローティング状態で使用した場合、入力端子と筐体間に高電圧が充電されます。使用後でも入力端子と筐体間には高電圧が充電されたままとなり、感電の危険性があります。
入力端子と筐体間に高電圧が充電されている状態で使用した後は、正負入力端子と筐体間に抵抗(500kΩ 程度)を接続して電圧を放電してください。放電時間は 2 秒以上おこなってください。

2-5. 入力端子について
本器には前面と背面に正負入力端子があり、双方の端子は電気的に接続されています。前面端子は入力電流定格 66A のサブ入力端子となっているため、LSA-1000 では定格電流を入力できません。入力電流 66A 以上で使用する場合は背面入力端子をご使用ください。前面入力端子で 66A を超える電流を流した場合、前面端子過電流アラームが発生します。

!

注意

入力端子には極性があります。正入力端子には電力供給源の正出力、負入力端子には電力供給源の負出力を接続してください。
極性を間違えて電力供給源を本器入力端子に接続した場合、電力供給源および本器の故障の原因となります。

!

注意

故障原因が極性違いによる場合、保証期間内であっても有料修理となる場合があります。
極性違いによりお客様の電力供給源が故障した場合、当社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

2-6. 前面・背面入力端子カバーについて
本器前面・背面端子は電気的に接続されています。使用する端子と使用しない端子の両方に、必ず端子カバーを取付けた状態でご使用ください。
◆ 本器前面・背面端子へのカバーの取付け方法は、“4-2. 入力端子への配線方法” を参照してください。

2-7. 背面コントロール端子確認および注意
本器外部コントロール端子の一部は負入力端子に接続されています。外部コントロールに使用する電源・抵抗はフロー
ティング状態でご使用ください。

2-8. ±S 端子について
本器には背面に±S 端子が付いており、-S 端子は、電気的に負入力端子に接続されています。

2-9. 本器の "LOAD ON" について
本器を LOAD OFF から ON の状態とするときは、一部の動作（ソフトスタート）を除き、電力供給源より本器に電圧を印加した状態でご使用ください。本器を LOAD ON 状態にして電力供給源より電圧を印加した場合は、電力供給源の電流供給
能力最大の電流が流れ、電力供給源の故障となる場合があります。

3

2-10. 設置環境について
本器の使用温度定格は、0℃から 40℃です。周囲温度が高い場所で使用した場合、内部温度保護回路が動作してLOAD OFF されます。本器の前面および背面の通気口をふさいだ状態で使用しないでください。接近物とは 30cm 以上の間隔を空けてください。また、前面通気口より流入する空気の温度は 40℃以下の環境でご使用ください。
埃、腐食性ガスなどの多い場所で使用することは避けてください。故障の原因となります。
本器はスイッチング電源を搭載しています。本器のそばに高感度の計器類を置いての使用や、本器と同じ電源ラインで計器類を使用すると、計器類に影響を与える場合があります。

2-11. 工場出荷時の各設定と設定値の保存
工場出荷時および初期化後の各設定は、以下のとおりです。

2-11-1. Direct キー操作での各設定値
Directキー操作での各設定値のPresetを除き、ロード オン状態からLOADキーを操作してロード オフにした際、現在の設定が内部メモリに保存されます。
Preset機能については動作選択Save状態から各Presetキー操作でPreset値とLimit値が内部メモリに保存されます。
表2-1
項 目

設 定
Main Value

設定最低値

※

設定最大値：CV モード

Limit
Main Setup 機能

Preset 機能

CC モードMode
C Range

H レンジ

V Range※

150V レンジ：CV モード

Rspns※

3：CV モード

動作選択

Recall各 Preset 値

設定最低値

各 Preset Limit 値

設定最大値：CV モード

※

UVP

Off

OCP

設定最大値：CC モード以外

OPP

設定最大値

OCL※

Off：CC モード以外

OPL

Off

On Timer

Off

Off Timer

Off※

Protect / Limit 機能

TimerSoft Start 機能

SW 機能

Soft Start 電圧-0.50V：CC モード

Soft Start 時間

1ms：CC モード

Sub Value

設定最低値

Slew Rate

設定最速値：CV モード以外

Rspns※

3：CV モード

Freq

1.0Hz

Duty

50%

Main TimeSub Time
Seq 機能※※500ms
Switching Type：Time※

Prgrm / Wave

A

Cycle

1

動作モードやSwitching Typeを変更した場合の工場出荷時の設定となります。

4

2-11-2. MENU キー操作での各設定値
MENUキー操作での各設定値は、設定値変更後ENTERキー操作で内部メモリに保存されます。
表2-2
項 目

5
25

Screen Saver
BuzzerOff
Off

Switching Type
Remote Sensing

Freq / Duty
Int

Load Response
Bias On-Voltage

Slow
0.25V

Master / Slave
Slave Qty．

Alone
1

Slave TypeTerminal Unit

Same
No

Select TypeInterface
Interface Setup※
PC Address
Ext Control

External
GP-IB

System Setup

Master / Slave

External Setup

設 定Contrast
Brigｈtness

External Setup

Sequence
Configuration

Ext Load
Ext C Range

Program SelectExec group orderGroup Setup
GP-IB/USB/RS-232Cコントロールボード IF-80GUR 装着時

1
Off
Off
Off
A
全て N/A
1※

2-11-3. 初期化方法
本器の設定を工場出荷時の状態にするには、メニューの初期化画面よりおこないます。
◆ 初期化の手順は、“5-3-12-4．データ初期化”を参照してください。
なお、設定を工場出荷時の状態にすると、全ての設定値は初期状態になります。次回使用時は、再度設定をおこなってください。

2-12. LSA-165V1 モデルの動作
LSA-165V1 は、入力電圧が 0V までの放電を可能とするため、内部にスイッチング電源(0V 用電源)を搭載しています。このため、LSA-165 に比べて、ノイズ、消費電力が大きくなっています。
また、最小動作電圧は、0V 用電源を "OFF" にして使用した場合、定格負荷で 1.5V となります(LSA-165 は 1V)。
0V 用電源の ON/OFF タイミングはハードにより制御され入力電圧が約 1.5V 以下で ON、約 2V 以上で OFF 設定になります。
ソフトで設定する ON 電圧は、0V 用電源の使用開始電圧となっており、一度 ON 状態になると LOAD OFF 設定をおこなうまでハードによる ON/OFF 制御がおこなわれます。
（注意）
0V 用電源が ON の状態は負荷端子には電圧が出力された状態となるため、負荷端子やリモートセンスの配線は機器の故障やけがにつながる恐れがあり非常に危険です。必ず、本器の LOAD 設定が OFF 状態になっていることを確認してから作業をおこなってください。設定動作の詳細は”0V 放電機能”の項目を参照してください。

5

第 3 章 各部の名称と働き
3-1. 前面パネル部(図は LSA-165 です)
図 3-1 前面パネル部
1

電源スイッチ

: 電源を ON(｜)/OFF(○)します。

2

ロータリエンコーダ: 数値の入力、値の選択、メニュー画面でのカーソル移動をします。

3

ESC キー: 入力中の操作をキャンセルします。または、前の画面に戻ります。
ESC キーを長押しすると、キーロック状態になります。
キーロック状態で再度 ESC キーを長押しすると、キーロック状態は解除されます。
リモート状態で ESC キーを長押しすると、ローカル状態となります。

4

CURSOR キー: 数値入力の桁移動や、複数ページ時のページの移動をおこないます。

5

LOAD キー

6

ENTER キー: ロード オン／ロード オフを切り替えます。ロード オン中は LOAD キーが赤く点灯します。
LOAD キーを再度押すと、ロード オフします。
: 設定値の確定をおこないます。
また、LCD 画面消灯時、ENTER キーを長押しすると LCD 画面が点灯します。

7

MENU キー: メニュー画面を表示します。

8

DIRECT キー

9

取手: 割当てられた各種の選択をおこないます。
メイン画面では、操作の内容を選択します。
選択された各キーに各種機能が割り当てられています。
: 本器をラックなどに取付ける場合は、取外してください。
一度外した取手カバーはご使用になれません。
取手を再度本器に取付ける場合は、取付けネジをトルク 1N・m で締付けてください。

10

LCD

: カラー液晶パネルです。モニター値を始め、本器の様々な状態、設定を表示します。

11

フロントグリル: 本器冷却用に前面より空気を取込む部分です。

12

前面負入力端子: 負入力端子です。電力供給源の負出力を接続してください。入力電流値は最大 66A です。

13

前面正入力端子: 正入力端子です。電力供給源の正出力を接続してください。入力電流値は最大 66A です。

14

ゴム足

: 本器底板に 4 個付いています。
本器をラックなどに取付ける場合は、取外してください。

6

3-2. 背面パネル部

15

22
21

16

20

J2

17

18

19
(図は LSA-165 です)
図 3-2 背面パネル部
15

AC インレット: 付属の電源コードを接続してください。
入力電圧は単相 AC100V から 240V、周波数は 50Hz/60Hz です。

16

外部コントロールコネクタ（J1）: 外部コントロール用コネクタです。

17

外部コントロールコネクタ（J2）: 外部コントロール用コネクタです。

外部コントロール入出力コネクタ（J1、J2）には、必ず付属のコネクタ（オムロン社製: XG5M）にセミカバーを取付けて使用してください。また、本コネクタ付属コンタクトの適用線材は AWG26 から 28 で、線材の圧着には専用の工具（オムロン社製:
XY2B-7006）をご使用ください。
コネクタの組立方法は”5-3-11-1．J1、J2 コネクタ組立”をご覧ください。
18

コントロールボード挿入部: 別売オプションのコントロールボード IF-80GUR が付きます。

19±S コネクタ: 電力供給源と本器を接続する線材などの直流抵抗による電圧降下を補正するために使用します。

20

空気排出部

: 前面パネルより吸引された空気を、本器背面の穴全体から排出します。

21

背面負入力端子: 負入力端子です。電力供給源の負出力を接続してください。

22

背面正入力端子: 正入力端子です。電力供給源の正出力を接続してください。

!

注意

排出部は高温となるので注意してください。

7

第 4 章 使用するにあたって
4-1. 電力供給源との接続について
以下の項目に注意して、電源供給源の接続をおこなってください。
・ 本器入力端子に電力供給源を接続する際は、圧着端子（前面: M8、LSA-165/165V1/330 背面: M6、LSA-1000 背面:
M10）などを用いて確実に接続してください。
2・ 本器と電力供給源の負荷線は、電流容量に充分耐え得るものをご使用ください。200A を入力する場合は、100mm 以上の線を使用してください。
・ 負荷線の取付け、取外しをする際は、安全のために必ず電力供給源の出力をオフとし、本器がロード オフの状態であることを確認してください。
・ 本器は、電圧リモートセンシング可能な電子負荷装置です。絶対に極性を間違えないようにご使用ください。
電圧リモートセンシングコネクタの極性を間違えて接続すると本器誤動作や故障、電力供給源の故障となることがあります。

4-2. 入力端子への配線方法
4-2-1. 背面入力端子への配線方法
1. 本器に付属されている背面入力端子カバーの先端をカットし、電力供給源に接続される線材をカバーに通してください。

LSA-165/LSA-165V1/LSA-330 モデルの場合、電力供給源に接続される正負二本の線材を、背面入力端子
カバーに通してください。

LSA-1000 モデルの場合、電力供給源に接続される正負二本の線材は、2 個の背面入力端子カバーに別々に通してください。

カバーの先端カットは線材が通る程度とし、必要以上に大きくカットしないでください。
2. 本器入力端子と電力供給源に接続される線材を本器に付属されている六角ボルト、平座金、六角ナット、スプリング
ワッシャで接続し、適正なトルクで締付けてください。
表 4-1 推奨トルク

LSA-165/LSA-165V1/LSA-330 モデル
正背面入力端子LSA-165
LSA-165V1
LSA-330

約 2.6N・m

LSA-1000

約 12.5N・m

LSA-165/LSA-165V1/LSA-330 モデル
LSA -165 /負背面入力端子
LSA - 330 モデル
負 背面入力端子

LSA-1000モデル
正・負背面入力端子

六角 ナット平座金
線材圧着端子

六角ナット
スプリングワッシャ
平座金
圧着端子

負背面入力端子正・負背面入力端子

六角 ボルト
正背面入力端子線材圧着端子

六角 ボルト

平座金

平座金
六角ボルト

六角 ナット

図 4-1 背面入力端子への接続方法
LSA-165/165V1/330/1000 モデル背面入力端子には、付属品のネジセットを使用して、図 4-1 のように取付けてください。
取付けの順番が違うと、背面入力端子カバーが取付けられない場合があります。

8

3. 背面入力端子カバーを、本器に付属されているネジ（M3）で取付けてください。
<LSA-165/165V1/LSA-330><LSA-1000>

背面入力端子カバーは、一つです。
カバーを 4 本のネジで、本器に取付けてください。

!

注意

背面入力端子カバーは、二つです。
それぞれのカバーを 4 本のネジで本器に取付けてください。

本器背面端子を使用しない場合でも、背面入力端子カバーを取付けた状態でご使用ください。

4-2-2. 前面入力端子への配線方法
前面入力端子の定格電流は最大66Aです。66A以上で本器を使用する場合は、背面入力端子を使用してください。
<圧着端子付き線材を使用する場合>
圧着端子は外形16.5mm以下、内径M8以上のものを使用してください。また、圧着端子と線材の圧着部は必ず絶縁されたもので覆い金属部が露出しないようにしてください。
－側＋側

入力端子カバーの切込みの大きい部分から線材が出るように取付けてください。
また、圧着端子金属部が隠れるようにして
ください。

線材
絶縁ビニール部
前面入力端子カバー

切込みの大きい部分

前面入力端子ツマミ
切込みの小さい部分

図 4-2 圧着端子付き線材の取付け方法
入力端子ツマミは、緩みが出ないようにしっかり締めてください。
<圧着端子のない線材を使用する場合>
線材の被覆を剥き、線材導体部を図 4-3 のように前面入力端子の穴に深く差込んでご使用ください。
－側＋側

入力端子カバーの切込みの小さい部分から線材が出るように取付けてください。
また、線材導体部分が隠れるようにしてください。

線材導体部
前面入力端子カバー

切込みの小さい部分

前面入力端子ツマミ

切込みの大きい部分

図 4-3 圧着端子のない線材の取付け方法
・ 圧着端子のない線材を使用する場合、電流値は5A以下でご使用ください。
・ 前面入力端子ツマミは、できるだけ強く締めてください。
・ 前面入力端子を使用しない場合でも、前面入力端子カバーを取付けた状態でご使用ください。
その際、入力端子カバーを切込みの小さい部分が上になるように取付けてください。

9

4-3. 負荷線のインダクタンスの影響について
負荷線が長かったり、正負の配線が大きなループになったりすると、負荷線自身のインダクタンスが大きくなってしまいます。
このような状態で使用すると、電流値が変化した場合に、配線のインダクタンスにより、電流のリンギングが発生し、電圧が大きく変動して動作が不安定になる可能性があります。また電流の位相遅れのため、本器が発振する可能性があります。
これらを防ぐため、負荷線を短く、必ずツイストして配線してください。また、Load Response を Slow とすることで、電流のリンギングの発生を少なくすることができます。
スイッチング機能を使用する場合、およびシーケンス機能を使用する場合は、Load Response は Fast 固定となります。これ
ら機能を使用する場合は、Load Response を Slow にすることで電流のリンギングの発生を少なくすることはできませんので、負荷線の長さをできるだけ短くしてください。
※Load Response の設定方法は、”5-3-12-3．システム設定”の Load Response 設定をご覧ください。

短く
＋

＋

電力供給源

LSAシリーズ－－
ツイストする
図 4-4 負荷線のツイスト配線

電力供給源と本器を接続する負荷線が長い場合やモータのような内部インダクタンスの大きなものを接続する場合、本器が発振することがあります。このような場合は、Load Response を Slow とし、また必要に応じ本器の負荷端子と並列にコンデンサを接続して、インダクタンス成分をキャンセルするようにします。接続するコンデンサはその耐圧やリップル電流に十分注意して選定してください。

＋

＋
＋

電力供給源

LSAシリーズC－

100μ～ 数1000μF－

図 4-5 コンデンサによるインダクタンス成分のキャンセル

104-4. フロントグリルの清掃
本器は、前面のフロントグリルおよびケース前部より空気を取入れて冷却をおこなっています。
ご使用により前面のフロントグリルおよびケース前部には塵、埃などが付着していきます。定期的に掃除機などで外側より埃などを吸取ってください。
LSA-1000 には取外し可能なフロントグリルが付いていますので、”4-4-1. フロントグリルの外し方” に従い、フロントグリルを外して同様に定期的に掃除機などで吸い取ってください。
LSA-165 / LSA-165V1/LSA-330 のフロントグリルは取外しができません。

4-4-1. フロントグリルの外し方
1. フロントグリルについているネジを外します。
2. フロントグリルを上にスライドさせます。
全部で 4 枚ありますので、同じように外してください。
3. フロントグリルの内側にフィルタが付いていますので、掃除機などで塵や埃を取除いてください。
取付けるときは、フィルタの切欠き部分をネジ穴にあわせて取付けてください。
2 上にスライドさせる
フィルタ
ELECTRONIC LOAD

DIRECT

LOAD

MENU
ENTER

CURSORESC

LSA

DC INPUT

切欠き
1 ネジをはずす

図 4-6 フロントグリルの外し方!

注意

フロントグリルの内側についているフィルタは水洗いが可能ですが、水洗いをした場合は、必ず乾かしてから装着してください。
故障、感電の原因になります。

11

4-5. アラーム
本器使用時には、下表の「アラーム」が発生する場合があります。
アラームが発生した場合は、電源をオフにし、アラーム要因を取除いてください。アラーム要因を取除くまでは、電源をオンにしな
いでください。
アラーム要因を取除き、再度電源をオンにしてもアラームが出る場合は、当社・サービスセンターにご連絡ください。
表 4-2 各種アラーム
アラームメッセージ

アラーム発生要因

Over Voltage Alarm

入力電圧が約 160V 以上のときに通知し、ロード オフする。

Over Current Alarm

入力電流が本器の最大定格電流を超えたときに通知し、ロード オフする。

Over Heat Alarm

本器の内部温度が上昇し(放熱器温度で約 110℃)、オーバーヒート状態になったとき通知し、ロード オフする。

Reverse-connection Alarm

電圧がプラスマイナス逆に入力された場合に、通知し（ロード オン中であれば）ロード オフする。

External Alarm

本器外部から入力されたアラームにより表示する。

EEPROM Error(内部)ROM に設定値の書込み時にエラーがあった場合に通知する。

DSP Error(内部)DSP に通信エラーがあった場合に通知する。

IF Error

外部インタフェースに通信エラーがあった場合に通知する。

Front Over Current Alarm

前面入力端子に入力された電流が 66A を超えたときに通知し、
ロード オフする。 （LSA-165、LSA-165V1、LSA-330 は除く）

12

第 5 章 基本操作
本章では、本器の基本的な操作方法を説明します。

5-1. 電源を投入する
本器を使用する場合は、付属の電源コードを正しく接続し、前面パネルの電源スイッチをオンしてください。
電源スイッチをオンにすると、下 左側の起動画面が表示されます。その後にメイン画面が表示され、操作可能状態になります。

ELECTRONIC LOAD
LSA-165

TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

メイン画面
起動画面

図 5-1

5-2．パネル面の基本操作方法
本器は、メイン画面にて使用する機能を Direct キーにより選択します。機能は Direct キーの左側に表示される Direct 操作
アイコンに示されています。
機能以外の本器の設定は、MENU キーを押して、本器 LCD に表示されるメニュー画面でおこないます。設定内容については、
メニュー画面のメニューアイコンに示されています。
アイコン名

Direct 操作アイコン

Direct キー

MENU キー

メニュー画面

メイン画面

図 5-2

13

メニューアイコン

5-2-1．Direct キーによる機能内容
メイン画面において、Direct 操作アイコンの右側の Direct キーを押すと、以下の機能が設定できます。
Direct 操作アイコン

Main Setup

選択機能内容Direct 操作アイコン

選択機能内容メインセットアップ機能

ロード オン/オフ タイマ設定機能

本器の動作モード、電流レンジ、設定値をLoad On/Off Timer 時間の設定をします。

設定します。

Timer
Soft Start

詳細は“5-3-1．Main Setup 機能”をご覧ください。

詳細は“5-3-4．ロードタイマ機能”をご覧ください。
ソフトスタート設定機能
Soft Start 電圧値、時間の設定をします。
詳細は“5-3-5．ソフトスタート機能”をご覧ください。

プリセット機能

スイッチング機能

プリセット機能が使用できます。

PresetProtect/Limit

スイッチング機能が使用できます。

詳細は“5-3-2．プリセット機能”をご覧くださ

Switching

詳細は“5-3-6．スイッチング機能”をご覧ください。

い。

プロテクト値/リミット値設定機能

シーケンス機能

プロテクト値、リミット値を設定します。

シーケンス機能が使用できます。

詳細は“5-3-3．保護機能”をご覧ください。

Sequence

詳細は“5-4-4．シーケンス実行”をご覧ください。

5-2-2．メニューアイコンによる機能内容
メニュー画面にてアイコンを選択すると、以下の機能設定や確認ができます。
メニューアイコン

Full Screen
Monitor

選択機能内容メニューアイコン

選択機能内容フルスクリーン値表示

外部コントロール設定

モニター値を画面いっぱいに表示します。

外部コントロールを設定します。

この状態では「 ESC」キーと「 LOAD」キーの詳細は以下をご覧ください。

OFF しか受付けません。

External Setup

詳細は“5-3-12-1．フルスクリーン値表示”をご

5-3-11-3．外部コントロール選択
5-3-11-4．外部電圧または外部抵抗による設定

覧ください。

値コントロール
5-3-11-5．外部接点信号によるロード オン/オフ

ステータス表示コントロール

現在の本器の設定状態、動作状態を確認する

5-3-11-6．外部接点信号による C Range コント

ことができます。

Statusロール

詳細は“5-3-12-2．ステータス表示”をご覧ください。

System Setup

システム設定シーケンス設定

表示画面、ブザー、CR モード時の表示単位、シーケンスプログラム設定をおこないます。

リモートセンシングおよび電流応答の設定をお詳細は“5-4．シーケンス機能”をご覧ください。

こないます。
詳細は“5-3-12-3．システム設定”をご覧くださ

Sequence
Configuration

い。

Master/Slave

マスター／スレーブ設定

データ初期化マスター・スレーブ並列操作のための設定を「本器 に設定 されているデータを工場出荷時

おこないます。

の状態に初期化します。

詳細は“5-3-10．マスター・スレーブ運転機能”をご覧ください。

Initialize

初期化は“5-3-12-4．データ初期化”を参照してく
ださい。

14

5-2-3．パネル操作方法
メイン画面では Direct 操作キーにより設定内容を選択します。メニュー画面ではメニューアイコンからパラメータを選択します。
設定内容選択やパラメータ選択の後に、値を入力またはプルダウンリストから値を選択します。

5-2-3-1．Direct 操作キーによる設定方法
ここでは、メインセットアップ機能を例とし、説明します。
（操作手順）
1

メイン画面で、Main Setup アイコン右の Direct キーを押し、メインセットアップ画面にします。

メイン画面

1
メイン値設定画面が表示されます。
メイン画面で表示されていた Direct 操作アイコンは、
メイン値設定機能 Direct アイコンに変わっています。
Direct 操作アイコンが青色の Direct キーは操作できますが、灰色の Direct キー操作は無効です。

メインセットアップ画面
数値入力方法2

メインセットアップ画面にて、Main Value アイコン右のDirect キーを押します。

 Direct 操作アイコンが青色から紫色に変わり、Direct キーに対応した項目（Val）の入力が可能になります。

入力可能状態

23

入力状態でロータリエンコーダにより値の増減をおこないます。
値を増減できる桁は、数字が反転状態となっています。
ロータリエンコーダは、右に回すと値が増加し、左に回すと値が値増減桁減少します。

3
4

値を増減できる桁を移動するには、カーソルキーを押します。
カーソルキーは左キーを押すと、左方向の桁に移動し、右キーを押すと、右方向の桁に移動します。

415

（操作手順）5

緑点灯している ENTER キーを押すと、「Val」項目 の値が確定され入力状態を終了します。

5

プルダウンリストから選択

6

メインセットアップ画面にて、Mode アイコン右の Direct キーを押します。
Mode アイコンが青色から紫色に変わり、プルダウンリストで表示されます。
このとき、ENTER キーが緑点滅します。

プルダウンリスト

6

7

プルダウンリスト表示状態でロータリエンコーダにて本器の動作モードを選択してください。
ロータリエンコーダは、右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印
方向に選択が移動します。

716

（操作手順）8

動作モード選択後（左図では動作モードを CP 選択としています）、緑点滅状態の ENTER キーを押してください。
操作 7 で選択した値が確定され入力状態を終了します。
ENTER キーは消灯します。
ENTER キーではなく、ESC キーを押すと、値は破棄され、入力状態を終了します。
ENTER キーを押す前に ESC キーを押さないとキャンセルできま

8

せん。

9

ESC キーを押すと、メインセットアップ機能を終了します。
本器は、メイン画面となります。

メイン画面

9

17

5-2-3-2．メニューアイコン選択方法
ここでは、メニューアイコンの選択方法を説明します。
（操作手順）
1

MENU キーを押し、メニュー画面としてください。
MENU キーは、どの画面からでも操作できます。

メイン画面

1
メニュー画面が表示され、ENTER キーが緑点滅します。
選択状態のメニューアイコンはアイコン外枠が橙色となり、アイコン名が画面上部に表示されます。

選択状態

メニュー画面アイコン名

2

ロータリエンコーダでアイコンを選択してください。
ロータリエンコーダは、右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印
方向に選択が移動します。

2
左図では、Status アイコンが選択状態となっています。

18

5-2-3-3．メニュー画面の切り替え方法
メニュー画面が複数有るメニューアイコンは、画面の切り替えを CURSOR キーでおこないます。
ここでは、Status アイコン選択から Status 画面表示を例に説明します。
（操作手順）
1

メニュー画面にて、Status アイコンを選択してください。
緑点滅状態の ENTER キーを押すと、Status 画面なります。

メニュー画面

1
Status 画面は 2 つの画面から構成されています。
複数の画面がある場合、画面右上に“現在画面／総画面数”が表示されます。また、矢印マークが黄色となります。

Status 画面 1/2

現在画面/総画面数

2

次の画面を表示するには、右側の CURSOR キーを押してくだ
さい。
Status 画面は次の画面となります。
前の画面とする場合は、左側の CURSOR キーを押してください。

Status 画面 2/2

2

3

ESC キーを押すと、Status 画面表示を終了します。
本器画面は、メニュー画面となります。

メニュー画面3

4

さらに ESC キーを押すと、メニュー画面からメイン画面となり
ます。

メイン画面

4

19

5-2-3-4．パラメータ設定値の変更方法
メニューアイコンからのパラメータ設定方法を、System Setup メニュー画面を例に説明します。
（操作手順）
1

メニュー画面にて、System Setup アイコンを選択してください。
緑点滅状態の ENTER キーを押すと、System Setup 画面となります。

メニュー画面

1
System Setup 画面では、値の変更ができます。
値変更ができるものは、パラメータ名右側の外枠に囲まれた数値
または文字が表示されています。
また、値変更として選択されているパラメータは、文字にアンダーラインが表示され、数値または文字が反転状態となっています。

System Setup 画面

値変更選択パラメータ

パラメータ選択方法
2

ロータリエンコーダにて値変更をおこなうパラメータを選択してください。
ロータリエンコーダは、右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印
方向に選択が移動します。

2
数値入力方法左図では Brightness が値変更をおこなうパラメータとして選択され
ています。

3

ENTER キーを押してください。
Brightness が入力可能状態となります。

入力可能状態

3

20

（操作手順）4

入力状態でロータリエンコーダにて値の増減をおこないます。
値の増減できる桁は、数字が反転状態となっています。
ロータリエンコーダは、右に回すと、値が増加し、左に回すと、値が減少します。

値増減桁

4
5

値増減桁を移動するには、カーソルキーを押します。
カーソルキーは左キーを押すと、左桁に移動し、右キーを押すと、右桁に移動します。

5

6

ENTER キーを押してください。
Brightness の値が確定され、パラメータ Brightness 入力を終了します。

6
プルダウンリスト選択方法

7

次にプルダウンリストが表示される CR Unit Select の設定をしてみます。
ロータリエンコーダにて値変更をおこなう CR Unit Select
パラメータを選択してください。

7
8

ENTER キーを押すと、CR Unit Select パラメータのプルダウンリストが表示されます。
このとき、ENTER キーは緑点滅状態となります。

89

ロータリエンコーダにてパラメータの値（ここでは単位）を選択してください。
ロータリエンコーダは、右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印
方向に選択が移動します。

921

（操作手順）10

ENTER キーを押すと、パラメータの値（ここでは単位）が決定します。
左図では、CR Unit Select が“S（ジーメンス）”になっています。

10
11

ESC キーを押すと、Status 画面表示を終了します。
本器画面は、メニュー画面となります。

メニュー画面

11
12

メイン画面

12

22

ESC キーを押すと、メニュー画面からメイン画面となります。

5-3．各種機能の使用方法
ここでは、メイン画面にて Direct 操作キーにて設定できる機能について説明をおこないます。

5-3-1．Main Setup 機能
本器は、4 つの動作モードを備えています。定電圧動作モードでは、さらに電流値による制限(+CC)、抵抗値による制限(+CR)の
2 つの動作を選択できます。
動作モードには次のものがあります。
・ 定電流モード（Constant Current mode）
・ 定抵抗モード（Constant Resistance mode）
・ 定電力モード（Constant Power mode）
・ 定電圧モード（Constant Voltage mode）

5-3-1-1．定電流（CC）モードの設定方法
ここでは、動作モード設定 → C Range 設定 → 電流値設定の手順を説明します。
（操作手順）
1

本器がロード オン中の場合は、LOAD キーを押して、
ロード オフします。
LOAD キーが消灯します。
供給源を接続してください。
このとき、本器はロード オフにしてください。

2

メイン画面で「Main Setup」 の Direct キーを押して、メインセットアップ画面 を表示させます。

2

1

動作モード設定

3

メインセットアップ画面で「Mode」Direct キーを押します。
このとき、ENTER キーが緑点滅します。
選択可能な項目がプルダウンリストで表示されます。

4

ロータリエンコーダを回して、使用するモードを選択します。
ここでは定電流モードを使用するので、「CC」 を選択します。

プルダウンリスト

3

4
5

ENTER キーを押して、モードを決定します。
ENTER キーは消灯します。

523

電流レンジ設定（操作手順）
6「C Range」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点滅します。
画面には電流レンジで選択可能なレンジがプルダウンリストに表示されます。

7

ロータリエンコーダを回して、使用する電流レンジを選択します。
左図では 「H」 を選択しています。
各電流レンジの設定電流範囲は以下となります。

LSA-165
LSV165V1
プルダウンリスト

6

7

8

LSA-330

LSA-1000

H

0A－33A

0A－66A

0A－200A

M

0A－3.3A

0A－6.6A

0A－20A

L

0A－330mA

0A－660mA

0A－2000mA

ENTER キーを押して、電流レンジを確定します。
ENTER キーは消灯します。

8
電流値設定

9

電流値を設定します。「Main Value」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、画面の 「Val」 が入力可能になります。

10

ロータリエンコーダ、CURSOR キーで、数値を設定します。
左図では、電流値設定が 10A となっています。

入力可能状態

910
11ENTER キーを押して、電流値設定を終了します。
ENTER キーは消灯します。

1124

5-3-1-2．定抵抗(CRx1/CRx10)モードの設定方法
CR モードでは、ステップで設定し、ステップ値に対応する抵抗値またはコンダクタンス値が表示されます。
コンダクタンス値は抵抗値の逆数で以下の式で算出されます。
コンダクタンス値＝1/抵抗値
単位は、コンダクタンス値はジーメンス（S）、抵抗値はオーム(Ω)です。
ステップ値に対応する抵抗値またはコンダクタンス値の表示は、どちらかを選択することができます。
ステップ値と抵抗値の関係は、抵抗値=1/(設定分解能(S)×ステップ値) です。
ステップ値: 1－61,500
また、CR モードでは、抵抗値が 1 倍の「CRx1」と 10 倍の「CRx10」の 2 タイプのモードがあります。
ここでは、動作モード設定 → 抵抗レンジの設定 → ステップ値設定の説明をします。
（操作手順）
1

本器がロード オン中の場合は、LOAD キーを押して、
ロード オフします。
LOAD キーが消灯します。
供給源を接続してください。
このとき、本器はロード オフのままにしてください。

2

メイン画面で「Main Setup」 の Direct キーを押して、メインセットアップ画面 を表示させます。

2

1

動作モード設定

3

メインセットアップ画面で「Mode」Direct キーを押します。
このとき、ENTER キーが緑点滅します。
選択可能な項目がプルダウンリストで表示されます。

4

ロータリエンコーダを回して、使用するモードを選択します。
ここでは定抵抗モードで抵抗値が 1 倍のモードを使用するので、「CRx1」 を選択します。

プルダウンリスト

3「CR×1」と「CR×10」について「CR×10」にした場合、設定分解能(コンダクタンス値)が1/10になります。
これにより「CR×1」の設定抵抗範囲より大きい方に10倍シフトされますが、同範囲においてステップ数も10倍となり、細かい設定が可能になります。
但し、「CR×10」にした場合は、定格電流も1/10になります。
<例> LSA-165 Hレンジにて
1.81kΩ～181Ωのステップ数
CR×1 : 1～10ステップ
CR×10 : 10～100ステップ

4

5

ENTER キーを押して、モードを決定します。
ENTER キーは消灯します。

525

抵抗レンジ設定（操作手順）
6「C Range」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点滅します。
画面には、「抵抗レンジ」 で選択可能なレンジがプルダウンリストに表示されます。

7

ロータリエンコーダを回して、使用する抵抗レンジを選択します。
左図では 「H」 が選択されています。

プルダウンリスト

6

7
8

ENTER キーを押して抵抗レンジを確定してください。
ENTER キーは消灯します。

8
各抵抗レンジの設定抵抗範囲と設定分解能は以下となります。上段は設定抵抗範囲、下段は設定分解能を記載しています。
表 5-1

LSA-165/LSA165V1

LSA-330

LSA-1000

OPEN、1.81kΩ－30.3mΩ

OPEN、909Ω－15.1mΩ

OPEN、303mΩ－5.05mΩ

0.55mS

1.1mS

3.3mS

OPEN、18.1kΩ－303mΩ

OPEN、9.09kΩ－151mΩ

OPEN、3.03kΩ－50.5mΩ

55μS

0.11mS

0.33mS

OPEN、18.1kΩ－303mΩ

OPEN、9.09kΩ－151mΩ

OPEN、3.03kΩ－50.5mΩ

55μS

0.11mS

0.33mS

OPEN、181kΩ－3.03Ω

OPEN、90.9kΩ－1.51Ω

OPEN、30.3kΩ－505mΩ

5.5μS

11μS

33μS

OPEN、181kΩ－3.03Ω

OPEN、90.9kΩ－1.51Ω

OPEN、30.3kΩ－505mΩ

5.5μS

11μS

33μS

OPEN、1810kΩ－30.3Ω

OPEN、909kΩ－15.1Ω

OPEN、303kΩ－5.05Ω

0.55μS

1.1μS

3.3μS

CR×1
H
CR×10

CR×1
M
CR×10

CR×1
L
CR×10

26

ステップ値を設定（操作手順）
9「Main Value」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、画面の 「Val」 が入力可能になります。

10

ロータリエンコーダ、CURSOR キーで、ステップ値を設定します。
左図では、ステップ値が“01818”で抵抗値が“1.0001Ω”となっています。

入力可能状態

抵抗値表示

9

10

ステップ値とコンダクタンス値、抵抗値の関係は以下の式となります。

CR モードの設定値の設定はステップ値でおこないます。

コンダクタンス値（S）＝ステップ値 x 設定分解能（S）

ステップ値に対応するコンダクタンス値または抵抗値を参照して抵抗値（Ω）＝1/コンダクタンス値(S)値を設定してください。
抵抗値表示とコンダクタンス表示の切り替えは、「MENU」キー →→ CR Unit Select → 「Enter」キー

で「Ω」と「S」を切り替えます。

11

ENTER キーを押して、抵抗値設定を終了します。
ENTER キーは消灯します。

1127

5-3-1-3．定電力(CP)モードの設定方法
ここでは、動作モード設定 → 電力レンジ設定 → 電力値設定の手順を説明します。
（操作手順）
1

本器がロード オン中の場合は、LOAD キーを押して、
ロード オフします。
LOAD キーが消灯します。
供給源を接続してください。
このとき、本器はロード オフのままにしてください。

2

メイン画面で「Main Setup」 の Direct キーを押して、メインセットアップ画面 を表示させます。

2

1

動作モード設定

3

メインセットアップ画面で「Mode」Direct キーを押します。
このとき、ENTER キーが緑点滅します。
選択可能な項目がプルダウンリストで表示されます。

4

ロータリエンコーダを回して、使用するモードを選択します。
ここでは定電力モードを使用するので、「CP」 を選択します。

プルダウンリスト

3

4
5

ENTER キーを押して、モードを決定します。
ENTER キーは消灯します。

528

電力レンジ設定（操作手順）
6「C Range」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点滅します。
画面には「電力レンジ」で選択可能なレンジがプルダウンリストに表示されます。

7

ロータリエンコーダを回して、使用する電力レンジを選択します。
左図では 「H」 を選択しています。
各電力レンジの設定電力範囲は以下となります。

LSA-165
LSV165V1
プルダウンリスト

6

7

8

LSA-330

LSA-1000H

0W－165W

0W－330W

0W－1000W

M

0W－16.5W

0W－33W

0W－100W

L

0W－1.65W

0W－3.3W

0W－10W

ENTER キーを押して、電力レンジを確定します。
ENTER キーは消灯します。

8
電力値設定

9

「Main Value」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、画面の 「Val」 が入力可能になります。

10

ロータリエンコーダ、CURSOR キーで、数値を設定します。
左図では、電力設定が 10W となっています。

入力可能状態

910
11ENTER キーを押して、電力値設定を終了します。
ENTER キーは消灯します。

1129

5-3-1-4．定電圧(CV+CC/CV+CR)モードの設定方法
CV モードには、CV+CC モードと CV+CR モードの 2 タイプがあります。
CV+CC モード : 電流の上限値を設定し、その上限値で入力電流を制限します。
CV+CR モード : 抵抗(=設定電圧／入力電流)の下限値を設定し、その下限値を超えないように入力電流を制限します。
ここでは、動作モード設定→電圧レンジ設定→応答速度設定→電圧値設定→制限値レンジ設定→制限値設定の手順を説明します。
（操作手順）
1

本器がロード オン中の場合は、LOAD キーを押して、
ロード オフします。
LOAD キーが消灯します。
供給源を接続してください。
このとき、本器はロード オフのままにしてください。

2

メイン画面で「Main Setup」 の Direct キーを押して、メインセットアップ画面を表示させます。

2

1

動作モード設定

3

メインセットアップ画面で「Mode」Direct キーを押します。
このとき、ENTER キーが緑点滅します。
選択可能な項目がプルダウンリストで表示されます。

4

ロータリエンコーダを回して、使用するモードを選択します。
ここでは 定 電 圧 モ ード で上 限 電 流 値 制 限 を使 用 するの で、「CV+CC」 を選択します。

プルダウンリスト

3

4
5

ENTER キーを押して、モードを決定します。
ENTER キーは消灯します。

530

電圧レンジ設定（操作手順）
6「V Range」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点滅します。
画面には「電圧レンジ」で選択可能なレンジが、プルダウン
リストに表示されます。

7

ロータリエンコーダを回して、使用する電圧レンジを選択します。
左図では 「15V」 を選択しています。
各電圧レンジの設定電圧範囲は以下となります。

プルダウンリスト

67
8150V レンジ

0.10V－150.00V

15V レンジ

0.100V－15.000V

ENTER キーを押して、電圧レンジを確定します。
ENTER キーは消灯します。

8応答速度設定9「Rspns」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点滅します。
画面には「応答速度」で選択可能なレンジが、プルダウンリストに表示されます。

10

ロータリエンコーダを回して、使用する応答速度レンジを選択します。
左図では 「RSP1」 を選択しています。
各応答速度レンジと電力供給源の関係は以下となります。
電力供給源の性能に応じて、応答速度を選択してください。

プルダウンリスト

9

RSP1

10

RSP2
RSP3
RSP4
RSP5

11

比較的電流容量が大きく(本器定格電流の30%以上)、定電圧・定電流応答の速い供給源
比較的電流容量が大きく(本器定格電流の30%以上)、定電圧・定電流応答の遅い供給源
一般的な供給源
比較的電流容量が小さく(本器定格電流の30%以下)、定電圧・定電流応答の速い供給源
比較的電流容量が小さく(本器定格電流の30%以下)、定電圧・定電流応答の遅い供給源

ENTER キーを押して、応答速度レンジを確定します。
ENTER キーは消灯します。

1131

電圧値設定（操作手順）
12「Main Value」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点灯します。
画面の 「Val」 が入力可能になります。

13

ロータリエンコーダ、CURSOR キーで、数値を設定します。
左図では、電圧設定が 5V となっています。

入力可能状態

1213
14ENTER キーを押して、電圧値設定を終了します。
ENTER キーは消灯します。

14
制限値レンジ設定

15「C Range」Direct キーを押すと、ENTER キーが緑点滅します。
画面には「制限値レンジ」で選択可能なレンジが、プルダウン
リストに表示されます。

16

ロータリエンコーダを回して、使用する応答速度レンジを選択します。
左図では、“H”が選択状態となります。
制限値設定範囲は、制限値の動作モードにより異なります。

プルダウンリスト

15

CV+CC の場合、制限値範囲は、CC 動作モードの場合と同じに16なります。“5-3-1-1．定電流（CC）モードの設定方法”の各電流
レンジの設定電流範囲をご覧ください。
CV+CR の場合、制限値範囲は、CR 動作モードの場合と同じになります。“5-3-1-2．定抵抗(CRx1/CRx10)モードの設定方法”の設定抵抗範囲をご覧ください。
但し、CRx10 の設定範囲では動作しません。

17

ENTER キーを押して、制限値レンジ設定を終了します。
ENTER キーは消灯します。

1732

制限値設定18「Limit」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、画面の 「Lmt」 が入力可能になります。

19

ロータリエンコーダ、CURSOR キーで、数値を設定します。
左図では、制限設定が 30A となっています。

入力可能状態

1819
20

ENTER キーを押して、電流値制限設定を終了します。
ENTER キーは消灯します。

20
電流または抵抗制限機能が動作した場合、リミットアイコンが表示されます。
CV+CC 動作モードにて
電流制限機能動作時

CV+CR 動作モードにて抵抗制限機能動作時

33

5-3-1-5．ロード オン/オフ操作
動作モードが CC、CR、CP の場合、Mode と C Range アイコン選択中は、ロード オン/オフ操作ができません。Main Value
アイコン選択中は、ロード オン/オフ操作ができます。
動作モードが CV+CC/CR の場合、Mode、C Range、V Range と Rspns アイコン選択中は、ロード オン/オフ操作ができません。Main Value と Limit アイコン選択中は、ロード オン/オフ操作ができます。
ロード オン/オフ（操作手順）
電力供給源の Output を On としてください。

1

LOAD キーを押して、ロード オンにします。
LOAD キーが赤く点灯します。
本器ロード オン中、動作モードと電流レンジ設定はできません。
Mode と C Range アイコンが灰色となります。

1
2

本器がロード オン中に、電流値設定をおこなう場合は、「Main Value」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、画面の 「Val」 が入力可能になり
ます。

2
3

ロード オフするには LOAD キーを押してください。
本器はロード オフし、LOAD キーが消灯します。

334

5-3-2．プリセット機能
設定した値をプリセットに保存し、呼び出すことができます。プリセットは 4 つまで保存することができます。
プリセットは、各動作モード、レンジごとに、「Preset 1」「Preset 2」「Preset 3」「Preset 4」に 4 つの異なる設定値を保存することができます。呼び出されるプリセット内容は、現在設定している放電モード、放電レンジのものです。プリセット値は、ロード オン中でも呼び出すことができます。
なお、動作モードにより以下の値が保存されます。
動作モード

保存

CC

各電流レンジで、それぞれ設定値（電流値、抵抗値、電力値）を保存しています。

CRx1
CRx10
CP
CV+CC
CV+CR

各電圧と電流レンジで、設定値（電圧値）と制限電流値（+CC）または制限抵抗値（+CR）をそれぞれ保存しています。

メイン画面とスイッチング操作画面間での値の変化は以下のようになっています。

メイン画面
Mode
：A
C Range ：B
V Range ：C
Rspns：D
Main Value ：E
Limit
：F

①
プリセット操作画面
Mode：A
C Range ：B
V Range ：C
Rspns：D
Main Value ：E
Limit
：F

②
プリセット操作画面
Mode：A
C Range ：B
V Range ：C
Rspns：D
Main Value ：E’
Limit
：F’

③
メイン画面
Mode
：A
C Range ：B
V Range ：C
Rspns：D
Main Value ：E’
Limit
：F’

①メイン画面からプリセット操作画面に変えた場合、本器の設定値はメイン画面の値となります。
②プリセット操作画面にて操作できる値は、Main Value 値、Limit 値のみです。
上図に表示されるその他の値は、操作することができません。
③プリセット操作画面からメイン画面に変えた場合、本器の設定値はプリセット操作画面の値となります。
Main Value 値と Limit 値は、プリセット操作画面になる前のメイン画面での値とは異なります。

プリセット操作をする場合、メイン画面で「Preset」Direct キーを押して、「プリセット操作画面」としてください。

メイン画面

プリセット操作画面「Preset」Direct キー

図 5-3

35

5-3-2-1．設定値可変とプリセットへの保存（操作手順）
1

プリセット操作画面にて「Value/Limit」Direct キーを押してくだ
さい。
ENTER キーが緑点灯し、Val が入力可能状態となります。

2

設定値を変更する場合は、CURSOR キーとロータリエンコーダ
で設定値を変更してください。

2

1

3

「Value/Limit」Direct キーを押してください。
ENTER キー緑点灯状態にて、入力可能状態が Val から Lmt となります。
Lmt が入力できるモードは CV+CC/CR モードだけです。その他のモードでは Lmt 設定はできません。

4

制限値を変更する場合は、CURSOR キーとロータリエンコーダ
で制限値を変更してください。

4

3

5

Direct1 キー（最も上のキー）を押して、「Save」を表示します。
Direct1 キーを押するたびに、アイコンが「Recall」→「Save」→「Check」→「Recall」・・・と切り替わります。

5
6

表示されている内容を保存したいプリセット番号の Direct キーを押します。左図では「プリセット 2」に保存しています。
保存が正常に終了すれば、左図にあるメッセージが表示されます。
保存されたプリセット設定値は、操作 1－4 により設定された設定
値および制限値となります。

保存正常終了メッセージ表示

636

5-3-2-2．プリセット値呼び出し
プリセットの保存した値を呼び出します。
（操作手順）
1

Direct1 キー（最も上のキー）を押して、「Recall」を表示します。
Direct1 キーを押するたびに、アイコンが「Recall」→「Save」→「Check」→「Recall」・・・と切り替わります。

1
2

呼び出したいプリセット番号の Direct キーを押します。
左図では「プリセット 1」に保存した設定を呼び出しています。
呼び出された値が、画面に表示され、本器設定値は呼び出されたプリセットの設定値となります。

2

5-3-2-3．プリセット値確認
プリセットに保存されている値を確認します。
（操作手順）
1

Direct1 キー（最も上のキー）を押して、「Check」を表示します。
Direct1 キーを押すたびに、アイコンが「Recall」→「Save」→「Check」→「Recall」・・・と切り替わります。

1
2

プリセットに保存されている内容を確認したいプリセット番号のDirect キーを押します。
左図では「プリセット 2」の設定値をポップアップメッセージで表示されます。
表示されているプリセット設定値は、本器の現在の設定値ではありません。

237

5-3-3．保護機能
保護機能は、供給源の保護や本器の動作に支障をきたす状況が発生した場合の保護をするために、ロード オフしたり、入力を制限したりする機能です。保護機能が作動する検出値は任意に設定できます。
過電流と過電力の保護機能には、作動時にロード オフするか（プロテクト）、検出値で入力を制限するか（リミット）の 2 種類（どちらか一方を選択）があります。
保護機能には、以下のものがあります。
低電圧保護

：

UVP(Under Voltage Protection)

過電流保護または制限：

OCP(Over Current Protection)/OCL(Over Current Limit)

過電力保護または制限：

OPP(Over Power Protection)/OPL(Over Power Limit)

保護機能を設定する場合、メイン画面で「Protect/Limit」Direct キーを押して、「プロテクト・リミット設定画面」としてください。

メイン画面「Protect/Limit」Direct キー

プロテクト・リミット設定画面

図 5-4

38

5-3-3-1．UVP 機能
本機能は、CC/CR/CP 放電モードにて設定できます。
UVP 機能動作について
本器に電圧を印加し、ロード オンすると本器は電流を流し始めます（T1）。本器に印加される電圧が、最初から UVP 設定値より小さい場合では、UVP 機能は動作しません。
本器への印加電圧が UVP 設定値より高い状態から UVP 設定値より小さくなった場合、UVP 機能が動作し本器はロード オフとなります（T2）。
UVP 機能動作後、再び本器への印加電圧が UVP 設定値より高くなったとしても、本器はロード オフ状態のままです（T3）。
本器を再びロード オンする場合は、ESC キーを押し、本器 UVP 機能動作を解除後に LOAD キーを押してください（T4）。
印加電圧
UVP 設定値電圧

負荷電流

T1

T2

T3

T4

図 5-5
UVP 機能設定方法（操作手順）
1「UVP」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「UVP」部分が入力可能状態になります。

2

CURSOR キーとロータリエンコーダで UVP 設定値を変更してく
ださい。

3

1

3

2

39

ENTER キーを押すと、UVP 設定操作を終了します。

5-3-3-2．OCP/OCL 機能
本機能は、CR/CP/CV+CR 動作モードにて設定できます。
OCP/OCL 機能動作について
本器の放電設定値を大きくしたり、電力供給源からの印加電圧を変更したりすると、負荷電流が大きくなります。負荷電流がOCP または OCL 設定値以下の場合、OCP/OCL 機能は動作しません（T0-T1 間）。
OCP 機能設定がされている場合、OCP 設定値電流が流れると本器はロード オフとなります（T1）。
OCL 機能設定がされている場合、OCL 設定値電流に電流が制限されます（T1-T2 間）。
負荷電流
OCP 設定値
または
OCL 設定値
OCL 設定時の負荷電流
OCP 設定時の負荷電流
T0

T1

T2

図 5-6
OCP/OCL 機能設定方法（操作手順）
1

過電流保護を設定する場合、「OCP」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「OCP」部分が入力可能状態、「OCL」
は「Off」と表示されます。

12

過電流制限を設定する場合、「OCL」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「OCL」部分が入力可能状態、「OCP」
は「Off」と表示されます。

2

OCP 機能と OCL 機能はいずれか一つのみの設定ができます。
OCP 機能と OCL 機能を同時に設定することはできません。
OCP 設定時
OCL 設定時3

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダで OCP または OCL 設定値を変更してください。
左図では、OCP 値を 15A、OCL を Off としています。

4

ENTER キーを押すと、ENTER キーは消灯し OCP または OCL
設定操作を終了します。

4

3

40

5-3-3-3．OPP/ OPL 機能
本機能は、CC/CR/CV+CC/CV+CR 動作モードにて設定できます。
OPP/OPL 機能動作について
本器の放電設定値を大きくしたり、電力供給源からの印加電圧を大きくしたりすると、負荷電力が大きくなります。負荷電力がOPP または OPL 設定値以下の場合、OPP/OPL 機能は動作しません（T0-T1 間）。
OPP 機能設定がされている場合、OPP 設定値電力になると本器はロード オフとなります（T1）。
OPL 機能設定がされている場合、OPL 設定値電力に制限されます（T1-T2 間）。
負荷電力
OPP 設定値
または
OPL 設定値
OPL 設定時の負荷電力
OPP 設定時の負荷電力
T0

T1

T2

図 5-7
OPP/OPL 機能設定方法（操作手順）
1

過電力保護を設定する場合、「OPP」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「OPP」部分が入力可能状態、「OPL」
は「Off」と表示されます。

2
1

過電力制限を設定する場合、「OPL」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「OPL」部分が入力可能状態、「OPP」
は「Off」と表示されます。

2

OPP 機能と OPL 機能はいずれか一つのみの設定ができます。
OPP 機能と OPL 機能を同時に設定することはできません。

OPP 設定時OPL 設定時3

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダで OPP または OPL 設定値を変更してください。
左図では、OPP 値を 100W、OPL を Off としています。

4

ENTER キーを押すと、ENTER キーは消灯し OPP または OPL
設定操作を終了します。

4

3

41

5-3-3-4．プロテクト機能、リミット機能の解除方法

プロテクト機能動作解除方法（操作手順）
プロテクト機能が動作した場合、動作したプロテクトアイコンが表示、ESC キー緑点滅、本器はロードオフ（LOAD キー消灯）となります。
UVP アイコンが表示されている状態では、本器はロード オンで
きません。

1

緑点滅 ESC キーを押すと、プロテクトアイコンが消え、ESC キー
は消灯します。

プロテクトアイコン
上から
UVP、OCP、OPP

1

2

2

プロテクトアイコン表示が無いことを確認の上、再度 LOAD キー
を押して、本器のロード オンをおこなってください。

リミット機能動作解除方法（操作手順）
リミット機能が動作した場合、リミットアイコンが表示され、本器はロード オン状態のままリミット設定値の電流値を流します。

OCL 状態を解除するには、本器放電設定値を小さくしたり、電力供給源からの印加電圧を可変したりしてください。
本器が CP 動作モード設定の場合、本器への印加電圧を上げると電流値は小さくなります。
本器が CR 動作モード設定の場合、本器への印加電圧を下げると電流値は小さくなります。

OCL アイコン

OCL 状態を解除するには、本器放電設定値を小さくするか、または電力供給源からの印加電圧を下げてください。

OPL アイコン

42

5-3-4．ロードタイマ機能
ロードタイマ機能は、ロードオンタイマとロードオフタイマの 2 種類があります。
ロードオンタイマは、LOAD キーオン操作から本器がロード オンとなるまでの時間を設定することができます。
タイマは 1 秒から 9999 時間 59 分 59 秒まで設定できます。
ロードオフタイマは、LOAD キーオン操作から本器がロード オフするまでの時間を設定することができます。
タイマは 1 秒から 9999 時間 59 分 59 秒まで設定できます。
ロードオンタイマイメージ
ロードオンタイマ設定時間
負荷電流

LOAD キーオン

時間

本器ロード オン

ロードオフタイマイメージ
ロードオフタイマ設定時間
負荷電流

LOAD キーオン

本器ロード オフ

時間

図 5-8

ロードタイマ機能を設定する場合、メイン画面で「Timer ・ Soft St」Direct キーを押して、「タイマ・ソフトスタート設定画面」として
ください。

メイン画面

「Timer/Soft St」Direct キー
図 5-9

43

タイマ・ソフトスタート設定画面

5-3-4-1．ロードタイマ機能を設定する
ロードタイマ機能設定方法（操作手順）
1

ロードオンタイマを設定する場合、「ON Timer」Direct キーを押します。
「On Timer」部分が入力可能状態、ENTER キー緑点灯となり、

1「Off Timer」は「off」と表示されます。

2

2

ロードオフタイマを設定する場合、「OFF Timer」Direct キーを押します。
「Off Timer」部分が入力可能状態、ENTER キー緑点灯となり、「On Timer」は「off」と表示されます。

ロードオンタイマ設定時

ロードオフタイマとロードオンタイマと同時に使用することはでき

ロードオフタイマ設定時ません。
ロードオフタイマとロードオンタイマ共に、0 秒設定では、タイマ機能 OFF となります。

3

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダにてタイマ時間設定を変更してください。

4

4

ENTER キーを押すと、タイマ時間設定操作を終了します。

5

LOAD キーを押すと、LOAD キーは赤点滅状態となり、タイマの3

カウントが開始されます。
タイマ動作中は「タイマアイコン」、「タイマカウントダウン」が表示されます。
タイマ動作中（LOAD キー赤点滅）に LOAD キーを押すと、LOAD キー消灯、タイマ動作停止、LOAD OFF となります。

タイマカウントダウン

タイマアイコン

544

5-3-5．ソフトスタート機能
ソフトスタート機能は CC 放電モードのときのみ設定ができます。
電子負荷装置をロード オンしたまま電力供給源をアウトプットオンにすると、電子負荷装置の設定電流値を大きく超えた過電流が流れます（T0-T1 間）。
電力供給源によっては、その過電流により保護回路が動作し電力供給源の電圧が立ち上がらない場合があります。

印加電圧

負荷電流

T0

時間

T1

ソフトスタート機能なしの場合

図 5-10本器のソフトスタート機能を使用すると、電力供給源の印加電圧がソフトスタート開始電圧になるまで本器は電流を流しません（T0-T1 間）。電力供給源の印加電圧がソフトスタート開始電圧を超えると、本器は設定した時間（ソフトスタート時間）をかけ設定
電流値まで電流を流します（T1-T2 間）。これにより、本器の設定電流値を超えることなく電流を流すことができます。
電力供給源の印加電圧がソフトスタート開始電圧より小さくなる（T3）と、本器は電流を流すことを中止します。
再度、電力供給源の印加電圧がソフトスタート開始電圧になる（T4）と、本器は設定した時間をかけて設定電流値まで電流を流します（T4-T5 間）。

印加電圧
負荷電流
ソフトスタート開始電圧

T0

T1

T2

T3

T5

T4

時間

ソフトスタート機能ありの場合

図 5-11
ソフトスタート開始電圧を ”OFF” に設定することにより、ソフトスタート機能をオフにすることができます。
”OFF”に設定した場合、設定電流の立上りが鋭くなり配線のインダクタンス成分により設定電流に応じた電圧降下が発生し大きなオーバーシュートやリンギングが発生する場合があります。電子負荷への配線長さを短く、撚ってインダクタンス成分が小さくなるように配線をおこなってください。工場出荷時設定では負荷応答は Slow に設定されておりますが、オーバーシュートやリンギン
グが問題になる場合には適正なソフトスタート値を設定して使用してください。
ソフトスタート機能を設定する場合、メイン画面で「Timer ・ Soft St」Direct キーを押して、「タイマ・ソフトスタート設定画面」としてください。

メイン画面「Timer/Soft St」Direct キー
図 5-1245

タイマ・ソフトスタート設定画面

5-3-5-1．ソフトスタート機能を設定する
本機能は、ソフトスタート開始電圧とソフトスタート時間を設定します。
ソフトスタート開始電圧を設定（操作手順）
1「タイマ・ソフトスタート設定画面」で「Soft Start V」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「Soft St」部分が入力可能状態になります。

2

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダでソフトスタート開始電圧設定を変更してください。
左図では、ソフトスタート開始電圧を 13V に設定しています。

入力可能状態

1

3

3

2

ENTER キーを押すと、ENTER キーは消灯し、ソフトスタート開
始電圧設定操作を終了します。

ソフトスタート時間を設定
4「タイマ・ソフトスタート設定画面」で「Soft Start T」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点滅し、「Soft St」部分の時間設定プルダウン
リストが表示されます。

5

ロータリエンコーダでソフトスタート時間設定を変更してください。
左図では、ソフトスタート時間が、10ms となっています。

6

4

プルダウンリスト

6

5

ENTER キーを押すと ENTER キーが消灯し、ソフトスタート時間
設定値を確定します。

7

LOAD キーを押して、本器をロード オン（LOAD キーは赤点灯）とし、本器に電力供給源からの電圧を印加してください。

7

ソフトスタート機能をオフする（操作手順）
1「タイマ・ソフトスタート設定画面」で「Soft Start V」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、「Soft St」部分が入力可能状態になります。

2

ロータリエンコーダを左に回し、ソフトスタート開始電圧設定
を ”off” に変更してください。

3

ENTER キーを押すと、ENTER キーは消灯し、ソフトスタート開
始電圧設定操作を終了します。

入力可能状態

1

3

2

46

5-3-6．スイッチング機能
スイッチング機能（SW 機能）は、「Main Value」と「Sub Value」で設定された 2 つの値を順次繰返し実行します。全動作モードで動作が可能です。
スイッチングタイプには、下図の 3 種類（周波数と Duty、2 つの時間、外部信号）の方式があります。
また、下図の各パラメータの設定ができます。
“5-3-6-3．Main Value と Sub Value の設定方法”参照“5-3-6-5．周波数と Duty の設定方法”参照“5-3-11-7．外部接点信号によるスイッチングコントロール”
参照“5-3-6-6．2 つの時間による設定方法”参照FREQ（Hz）

背面 J1 コネクタ 8、9 ピン
短絡
開放

SubTime（s）

MainTime（s）

DUTY（%）
Main
Value

Sub
Value
Slew Rate(A/s)

Slew Rate(A/s)

周波数と Duty

Slew Rate(A/s)

Slew Rate(A/s)

Slew Rate(A/s)

Slew Rate
(A/s)

外部信号

2 つの時間“5-3-6-2．スイッチングタイプの選択”参照“5-3-6-4．Slew Rate、Response の設定方法”参照

図 5-13
上図は、Main Value＞Sub Value となっていますが、Main Value≦Sub Value での動作も可能です。
CV 動作モードにおける Slew Rate は設定できません。CV 動作モードは Response 設定となります。
メイン画面とスイッチング操作画面間での値の変化は以下のようになります。

メイン画面
Mode
：A
C Range：B
V Range：C
Rspns：D
Main Value ：E
Sub Value ：－
Limit
：G

①
スイッチング操作画面
Mode：A
C Range：B
V Range：C
Rspns：D
Main Value ：E
Sub Value ：F
Limit
：G

②
スイッチング操作画面
Mode：A
C Range：B
V Range
：C
Rspns
：D’
Main Value ：E’
Sub Value ：F’
Limit
：G

③
メイン画面
Mode
：A
C Range：B
V Range
：C
Rspns
：D’
Main Value ：E’
Sub Value ：－
Limit
：G

① メイン画面からスイッチング操作画面に変えた場合、本器の設定値はメイン画面の値となります。
② スイッチング操作画面にて操作できる値は、Rspns 値、Main Value 値、Sub Value 値のみです。
上図に表示されるその他の値は、操作することができません。
③ スイッチング操作画面からメイン画面に変えた場合、本器の設定値はスイッチング操作画面の値となります。
Rspns 値と Main Value 値は、スイッチング操作画面になる前のメイン画面での値とは異なります。
Sub Value 値は、メイン画面には反映されません。

47

スイッチング機能（SW 機能）を使用する場合、メイン画面で「SW」Direct キーを押して、「スイッチング操作画面」としてください。

メイン画面

スイッチング操作画面「SW」Direct キー
図 5-14

5-3-6-1．スイッチング機能の操作手順
ここでは、スイッチング機能の操作概要を説明します。個々の操作については、詳細説明をご覧ください。
（操作手順）
1

メニュー画面の System Setup→Switching Type 設定にて、スイッチングタイプを選択してください。
選択方法は“5-3-6-2．スイッチングタイプの選択”をご覧ください。

2

本器を「スイッチング設定画面」とし、スイッチング値に関するパラメータの Main Value 値と Sub Value 値を設定します。
設定方法は“5-3-6-3．Main Value と Sub Value の設定方法”をご覧ください。

3

スイッチング応答に関するパラメータを設定してください。
動作モードが“CC、CR、CP”の場合、Slew Rate 値を設定してください。
動作モードが“CV+CC、CV+CR”の場合、Response 値を設定してください。
設定方法は“5-3-6-4．Slew Rate、Response の設定方法”をご覧ください。

4

スイッチング時間に関するパラメータを設定してください。
スイッチング方式が“周波数と Duty”の場合、周波数と Duty を設定してください。
設定方法は“5-3-6-5．周波数と Duty の設定方法”をご覧ください。
スイッチング方式が“2 つの時間”の場合、Main Time と
Sub Time を設定してください。
設定方法は“5-3-6-6．2 つの時間による設定方法”をご覧ください。

48

（操作手順）5

Direct1 キー（最も上のキー）を押すたびに、アイコンが「Main」→「Sub」→「Main⇔Sub」→「Main」・・・と切り替わります。
アイコンを、「Main」を表示としてください。アイコンを「Main」とした場合、本器の設定値は Main Value に設定されている値とな
ります。

5

6

本器に電圧を印加しロード オンすると、操作 2 にて設定されたMain Value 値にて電流が流れます。

6

7

Direct1 キーを押し、アイコンを「Sub」の表示としてください。
アイコンを「Sub」とした場合、本器の設定値は Sub Value に設定されている値となります。
操作 2 にて設定された Sub Value 値にて電流が流れます。

7

8

Direct1 キーを押し、アイコンを「Main⇔Sub」を表示としてください。
アイコンを「Main⇔Sub」とした場合、本器はスイッチング動作となります。
スイッチング方式が“周波数と Duty”と“2 つの時間”の場合は、
操作 4 にて設定したスイッチング時間に関するパラメータに準じて Main Value と Sub Value が切り替わります。

8

スイッチング方式が“外部信号”の場合、背面 J1 コネクタ 8、9 の状態により Main Value と Sub Value が切り替わります。

操作 2－4 にて設定する値（Main Value、Sub Vaｌue、スイッチング応答に関するパラメータ、スイッチング時間に関するパラメー
タ）は操作 8 でも変更ができます。

49

5-3-6-2．スイッチングタイプの選択（操作手順）
1

1

本器がロード オフ状態にて MENU キーを押して、「メニュー画面」を表示します。

2
2「メニュー画面」でロータリエンコーダを回して、「System Setup アイコン」を選択します。

3

ENTER キーを押すとSystem Setup 画面となります。

3

4

ロータリエンコーダを回して、「Switching Type」を選択してくだ
さい。

5

ENTER キーを押してください。
プルダウンリストが表示されます。

4

6

ロータリエンコーダを回して使用したいスイッチングタイプを選択（反転表示）します。
周波数と Duty を選択する場合は、「Freq/Duty」としてください。

System Setup 画面

プルダウンリスト

5

2 つの時間を選択する場合は、「Time」としてください。

6

外部信号を選択する場合は、「Ext」としてください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯となり、スイッチングタイプが確定されます。
左図では 2 つの時間（Time）が設定されています。

7

8

8

50

ESC キーを 2 回押して、「メイン画面」表示に戻ります。

5-3-6-3．Main Value と Sub Value の設定方法
ここでは、Main Value と Sub Value の設定方法について説明します。
（操作手順）
1「スイッチング操作画面」にて、「Main Value」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、Main Value が入力可能となります。
Main Value 値は、「メイン画面」にて設定されていた値となっています。

2

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダにて Main Value 値を設定してください。

入力可能状態

1

2

3「Sub Value」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯し、Sub Value が入力可能となります。

4

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダにて Sub Value 値を設定してください。

5

ENTER キーを押すと、Main Value と Sub Value 設定操作を終了します。

入力可能状態

35

4

5-3-6-4．Slew Rate、Response の設定方法
動作モードによって、スイッチング応答に関するパラメータは異なります。
Slew Rate は動作モードが CC、CR、CP の場合に設定できます。

（操作手順）
1「スイッチング操作画面」にて、「Slew Rate」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯となり、Slew Rate が変更可能になります。

可変可能状態

1

3

2

ロータリエンコーダにて Slew Rate 値を設定してください。

3

ENTER キーを押すと、Slew Rate 設定操作を終了します。

2

Response は動作モードが CV+CC、CV+CR の場合に設定できます。 （操作手順）

1「スイッチング操作画面」にて、「Rspns」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点滅状態となり、プルダウンリストが表示されます。

プルダウンリスト

1

3

2

51

2

ロータリエンコーダで Response 値を設定してください。

3

ENTER キーを押すと、Response 設定操作を終了します。

5-3-6-5．周波数と Duty の設定方法
本設定は、スイッチング方式が“周波数と Duty”の場合のみできます。
本器のスイッチング動作は、本器回路仕様により 10μs の整数倍間隔で Main Value と Sub Value を切り替えます。
このため、設定する周波数（Freq）、Duty 比が可変設定桁にて 1 単位で増減できない場合があります。
また周波数を設定する場合、周波数変更後の Duty 比は周波数変更前に表示されている Duty 比と異なることがあるため、周波数を設定している間は、Duty 比表示右横に“＊”を表示します。
周波数設定を終了すると、“＊”表示は消え、Duty 比表示は周波数変更前の値に最も近い値に設定された値となります。
例）周波数 200Hz、Duty 比 50.0%に設定し、周波数を 300Hz に変更します。
周波数変更前の Duty 比表示は 50%となっています。
周波数の設定にすると Duty 比表示は 50%＊となります。
周波数設定を終了した時点で、Duty 比表示は 49.8%となります。
（操作手順）
1「スイッチング操作画面」にて、「Freq」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯となり、周波数が入力可能となります。
Duty 表示右横に”＊”が表示されます。

2

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダで周波数を設定してください。
左図では、周波数を 10Hz に設定しています。

設定可能状態

“＊”表示

1

2

3

「スイッチング操作画面」にて、「Duty」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯となり、Duty が入力可能となります。

4

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダで Duty を設定してください。
左図では、Duty を 60%に設定しています。

5
設定可能状態

3

5

4

52

ENTER キーを押すと、周波数と Duty 設定操作を終了します。

5-3-6-6．2 つの時間による設定方法
本設定は、スイッチング方式が“2 つの時間”の場合のみできます。
（操作手順）
1「スイッチング操作画面」にて、「Main Time」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯となり、Main Time が入力可能となります。

2

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダで Main Time を設定してください。
左図では、Main Time を 5ms に設定しています。

設定可能状態

1

2

3「スイッチング操作画面」にて、「Sub Time」Direct キーを押します。
ENTER キーが緑点灯となり、Sub Time が入力可能となります。

4

CURSOR キーにより設定値桁移動をおこない、ロータリエンコーダで Sub Time を設定してください。
左図では、Sub Time を 10ms に設定しています。

設定可能状態

3

3

4

5

53

ENTER キーを押すと、2 つの時間設定操作を終了します。

5-3-7．電圧リモートセンシング機能
本器は、電圧検出ポイントを本器内部と±S コネクタのいずれかを選んで使用することができます。
電力供給源と本器を接続する負荷線に電流が流れることにより、電力供給源と本器間に電位差が発生します。
本器電圧検出ポイントが本器内部の場合、電力供給源が出力する電圧よりも、その電位差分低い電圧を検出します。
動作モードが CR、CP の場合、その電位差の影響により本器設定値とは違った電流を流してしまいます。また動作モードがCV+CC、CV+CR の場合、電力供給源の電圧は本器設定値より電位差分大きくなります。
電圧検出ポイントを±S コネクタとして電力供給源と±S コネクタを接続することにより電位差が補償され、本器設定値と同じ電流を流したり、電力供給源の電圧を本器設定値と同じにしたりすることが可能です。

5-3-7-1．センシング線の接続方法
電力供給源との接続図
正負荷線
＋

＋
負負荷線

電力供給源

－

－

LSA シリーズ＋S－S
センシング線が長くなる場合は、
センシング線をツイスト状態にしてご使用ください。

負センシング線

正センシング線

図 5-15

電圧リモートセンシングに使用する線材にはほとんど電流が流れませんが、電力供給源が出力する電圧に耐えられるものを使用してください。線種は撚り線 AWG24－28 とします。
線材は先端部被覆を 10mm 程度剥き、線材導電部がバラけないように線材導電部先端を半田処理してください。
本器背面の±S コネクタにセンシング線を取付ける際は、電力供給源の出力をオフ、本器をロード オフ状態にしておこなってくだ
さい。
±S コネクタのツマミを押しながら、線材をツマミ左側の穴に差し込みます。
ツマミを押す±S コネクタの上穴に正センシング線、下穴に負センシング線を差し込んでください。
負荷線と同様に、正負センシング線を逆に接続しないでください。
逆に接続した場合、本器および電力供給源が故障する場合があります。
正負センシング線には電力供給源の電圧が印加されます。
±S コネクタ部は、間隔が広くありませんので（左図赤丸部分）、
正負センシング線の導電部が接触しないように充分注意してくだ
正センシング線

さい。
正負センシング線が接触した場合、センシング線の燃焼や電力供給源が故障する場合があります。

負センシング線

54

5-3-7-2．電圧検出ポイントの設定方法（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、MENU キー
点灯、ENTER キー点滅となり、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“System Setup”アイコンを選択します。

3

Enter キーを押してください。
System Setup 画面となります。

メニュー画面

1

3

2

4

System Setup 画面にてロータリエンコーダを操作し、“Remote Sensing”を選択してください。

5

ENTER キーを押してください。
プルダウンリストが表示されます。

SystemSetup 画面

3

4

6

ロータリエンコーダを操作し、プルダウンリストから“Int”または“Ext”を選択してください。
“Int”は電圧検出ポイントが本器内部となります。
“Ext”は電圧検出ポイントが本器±S コネクタとなります。

プルダウンリスト

6

7

ENTER キーを押してください。
左図では電圧検出ポイントが本器±S コネクタとなっています。

7

8

ESC キーを 2 回押してください。本器は「メイン画面」となります。
電圧検出ポイントが本器±S コネクタの場合、“SENS”アイコンが表示されます。
電圧検出ポイントが本器内部の場合、“SENS”アイコンは表示されません。

SENS アイコン

855

5-3-8．キーロック機能
本機能は、動作中にロード オフ以外の操作を無効にするものです。
（操作手順）
電力供給源の出力をオンにしてください。

1

LOAD キーを押して、ロード オンにします。
LOAD キーが赤く点灯します。

1

2

ESC キーを長押ししてください。
ESC キーが緑点灯となり、本器はキーロック状態となります。
キーロックアイコンが表示され、Direct キー横のアイコンが文字無しの状態となります。

2

キーロックアイコン

この状態では、ロード オフ操作以外の操作はできません。

文字無し

3

キーロック状態を解除するには、緑点灯の ESC キーを長押しします。
ESC キーは消灯し、キーロック状態が解除されます。

3

IF-80GUR（別売オプション コントロールボード）によるコント
ロールにて、本器がリモート状態のとき、緑点灯の ESC キーを長押しすることで、本器をローカル状態とすることができます。

56

5-3-9．Screen Saver 機能
本機能は、本器無操作後約 10 分後に表示が消灯状態となります。
（操作手順）
1“5-3-12-3．システム設定”参照し、本器 Screen Saver 機能を
On 設定としてください。
左図のように、本器をロード オン状態とします。

2

本器無操作から約 10 分後、本器表示部は消灯状態となります。
ESC キーは緑点滅となり、それ以外のキーは消灯し操作は無効となります。
LOAD キーは、本器表示部消灯前と状態は変わりません。
この状態で可能な操作は、ロード オフと表示部の再表示です。

3

本器表示部を再表示するには、緑点滅 ESC キーを押します。
ESC キーは消灯し、本器の表示部は再表示されます。
また、本器全ての操作が可能となります。

357

5-3-10．マスター・スレーブ運転機能
本器は、マスター・スレーブ接続することで、並列運転をおこなうことができます。
スレーブ機として使用できる機種は、マスター機と同じモデルまたはブースター機（発売予定）で、スレーブ機は最大 4 台まで接続可能です。
マスター機と異なるモデルをスレーブ機として使用することはできません。
また、スレーブ機としてマスター機同一機種とブースター機との混在はできません。

5-3-10-1．マスター・スレーブ運転接続方法
マスター・スレーブ運転接続図＋S－S
正センシング線＋

負センシング線

LSA シリーズ
マスター機

電圧リモートセンシング機能を使用する場合は、マスター機の±S コネク
タを使用してください。

－

＋

J2

LSA シリーズ
スレーブ機 1

＋

－

－

電力供給源

正負荷線

＋

負負荷線

－

正負負荷線は、並列運転時の電流に十分に耐えるものを使用してください。
また、電力供給源と各 LSA シリーズ間の電位差は極力同じとなるようにしてください。電位差に違いがある場合、本器設定値と実電流値に大きな差が生じる場合があります。

マスター・スレーブ運転の終端スレーブ機には“Terminal Unit 設定”が必要です。
設定方法は“5-3-10-3．スレーブ機の設定方
法”の”終端スレーブ機設定”をご覧ください。

＋

J1
J2

－

＋

J1

LSA シリーズ
スレーブ機 2J1J2LSA シリーズ
スレーブ機 3J1J2LSA シリーズ
スレーブ機 4－

J1
J2

別売オプション：OP-22P
マスター機とスレーブ機、スレーブ機と次のスレーブ機は、
OP-22P にて上図のように接続してください。
OP-22P はスレーブ機 1 台に 1 個必要となります。
スレーブ機が 4 台の場合、4 個必要となります。

図 5-1658

5-3-10-2．マスター機の設定方法
マスター機の設定は、本器を単独運転（“Alone”）からマスター・スレーブ運転時のマスター機（“Master”）選択をおこないます。
次に、本器（マスター機）に並列接続されるスレーブ機台数とスレーブ機のタイプを設定します。
本器を単独運転からマスター機に設定変更をおこなった場合、一度電源スイッチを OFF としてください。
本器を単独運転からマスター機に設定変更をおこなった場合、全ての設定データは初期化されます。
（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、MENU キー
点灯、ENTER キー点滅となり、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“Master/Slave”アイコンを選択します。

3

Enter キーを押してください。
Master/Slave 画面となります。

メニュー画面

1

3

2

マスター機設定

4

ロータリエンコーダを操作し、“Master/Slave”を選択してくだ
さい。

5

ENTER キーを押してください。プルダウンリストが表示されます。
“Alone”はマスター・スレーブ運転無しの選択です。
“Master”はマスター・スレーブ運転時のマスター機選択です。

プルダウンリスト

5“Slave”はマスター・スレーブ運転時のスレーブ機選択です。

4

6

ロータリエンコーダを操作し、“Master”を選択してください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯となり、本器はマスター・スレーブ運転のマスター機に設定されました。

7
6

59

スレーブ機台数設定（操作手順）
8

ロータリエンコーダを操作し、“Slave Qty．”を選択してください。
“Slave Qty．”はスレーブ機の台数を設定するものです。

9

9ENTER キーを押してください。

10

ロータリエンコーダを操作し、スレーブ機の台数を設定してくだ

8
さい。

11

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、スレーブ機台数が確定されました。
左図では、本器に接続されるスレーブ機台数は 4 台に設定して
います。

11

10

スレーブ機タイプ設定

12

ロータリエンコーダを操作し、“Slave Type”を選択してください。

13

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅し、プルダウンリストが表示されます。
“Same”はスレーブ機にマスター同一機種を選択します。

プルダウンリスト

12“Booster”はスレーブ機にブースター機を選択します。

12

14

ロータリエンコーダを操作し、スレーブ機を選択してください。

15

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、スレーブ機タイプが確定されました。
左図では、本器（マスター機）に接続されるスレーブ機はマスター
同一機種選択しています。

15

14

60

本器初期化（操作手順）
16

ESC キーを押してください。
本器状態を変えるかどうかの確認メッセージが表示されます。

17

ロータリエンコーダを操作し、“Yes”選択してください。
“No”を選択した場合、操作 6－15 で設定したマスター機の各種
設定はキャンセルされます。

16

メッセージ表示

17

18

ENTER キーを押してください。
本器電源再投入を促すメッセージが表示されます。

電源再投入メッセージ18

19

本器前面パネルの電源スイッチを OFF とし、再度 ON としてください。

19

本器は、マスター・スレーブ運転のマスター機となります。
本器をマスター機設定とした場合、“Master 機”アイコンが表示されます。

Master 機アイコン

61

5-3-10-3．スレーブ機の設定方法
本器をスレーブ機に設定するには、単独運転（“Alone”）からマスター・スレーブ運転時のスレーブ機（“Slave”）を選択して設定します。
次に、本器（スレーブ機）を終端スレーブ機に設定します。図 5-16 の“マスター・スレーブ運転接続図”において、スレーブ機 4 の
終端スレーブ機設定をおこないます。
本器を単独運転からスレーブ機に設定変更をおこなった場合、一度電源スイッチを OFF としてください。
本器を単独運転からスレーブ機に設定変更をおこなった場合、全ての設定データは初期化されます。
（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、MENU キー点灯、ENTER キー点滅となり、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“Master/Slave”アイコンを選択します。

3

Enter キーを押してください。
Master/Slave 画面となります。

メニュー画面

1

3

2

スレーブ機設定

4

ロータリエンコーダを操作し、“Master/Slave”を選択してくだ
さい。

5

ENTER キーを押してください。プルダウンリストが表示されます。
“Alone”はマスター・スレーブ運転無しの選択です。
“Master”はマスター・スレーブ運転時のマスター機選択です。

プルダウンリスト

5“Slave”はマスター・スレーブ運転時のスレーブ機選択です。

4

6

ロータリエンコーダを操作し、“Slave”を選択してください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯となり、本器はマスター・スレーブ運転のスレーブ機に設定されました。

7
6

62

終端スレーブ機設定（操作手順）
8

ロータリエンコーダを操作し、“Terminal Unit”を選択してくだ
さい。

9

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅となり、プルダウンリストが表示されます。
“No”は終端スレーブ機設定無しの選択です。

プルダウンリスト

8“Yes”は終端スレーブ機設定の選択です。

9

11

10

ロータリエンコーダを操作し、終端スレーブ機選択してください。

11

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、本器（スレーブ機）は終端スレーブ機
選択となりました。

10
初期化

12

ESC キーを押してください。
本器状態を変えるかどうかの確認メッセージが表示されます。

13

ロータリエンコーダを操作し、“Yes”選択してください。
“No”を選択した場合、操作 6－11 で設定したスレーブ機の各種
設定はキャンセルされます。

メッセージ表示

12

13

14

ENTER キーを押してください。
本器電源再投入を促すメッセージが表示されます。

電源再投入メッセージ1463

（操作手順）15

本器前面パネルの電源スイッチを OFF とし、再度 ON としてください。

15

本器は、マスター・スレーブ運転のスレーブ機となります。
ステータス画面にはスレーブ機状態が表示されます。
左図では、本器が終端スレーブ機であること（Yes）が表示されています。
本器が終端スレーブ機ではない場合は“No”が表示されます。
モニター画面は、本器への印加電圧のみが表示されます。
電流と電力値は、マスター機に加算された合計の値が表示されます。

スレーブ機状態64

5-3-11．外部信号によるコントロール
本器は、外部アナログ信号や外部接点信号によりコントロールすることができます。本器の外部信号コントロールは、本器背面のコントロールコネクタ（J1）に信号を入力します。
また、本器の動作状態をアナログ信号やロジック信号により出力することができます。本器動作状態の信号は本器背面のコント
ロールコネクタ（J2）から出力されます。
J1 および J2 コネクタへの接続は、本器電源を OFF にしておこなってください。

5-3-11-1．J1、J2 コネクタ組立
J1、J2 に使用するコネクタは、オムロン製 XG5M コネクタです。
コンタクトへの線材の取付けは、信頼性の向上のために、専用工具 XY2B-7006（オムロン製）をご使用ください。
また、適用線材は撚り線 AWG28－AWG26、外形 Φ1.1－Φ1.3 です。詳しくは、XY2B-7006 の取扱説明書をご確認ください。
配線変更または誤配線の場合は、コンタクトをハウジングから抜き取る専用工具 XY2E-0001（オムロン製）をご使用ください。詳
しくは、XY2E-0001 の取扱説明書をご確認ください。

65

5-3-11-2．J1、J2 コネクタ仕様
J1、J2 コネクタ共に、ピン番号は、背面パネルに向かって左上から 1 番、右上が 2 番、左下が 19 番、右下が 20 番です。
ピン番号

J1

J2
スイッチング動作にて Main と Sub Value の切り替わり時と、

1、2

シーケンス機能での外部トリガ信号を入力します。

シーケンス動作時のトリガ出力可に設定しているステップ実行

使用方法は“5-3-11-9．外部トリガ信号入力”をご覧ください。

時にパルスを出力します。
使用方法は“5-3-11-15．トリガ信号出力”をご覧ください。

3 番ピンと 4 番ピンに短絡することにより、本器は外部アラーム
3、4となります。4 番ピンは 8 番ピンと接続されており、外部入力信
号のコモンです。
使用方法は“5-3-11-8．外部アラーム入力”をご覧ください。

OP-22P 以外は接続しないでください。

NC

8 番ピンを基準に約+5V 出力されます。
電流は 100mA 以下で使用 してください。
本器外部入力信号 9－12 番ピンのコモンです。4 番ピンと接続されています。
スイッチング機能での外部スイッチング信号を入力します。

9

使用方法は“5-3-11-7．外部接点信号によるスイッチングコント
ロール”をご覧ください。

10

17、18

スイッチング機能使用時、本器が設定されている値の状態を出力します。
使用方法は“5-3-11-13．スイッチング機能の出力 Value 状態出外部信号により本器のロード オン/オフをおこないます。

本器のロード オン/オフ状態を出力します。

使用方法は“5-3-11-5．外部接点信号によるロード オン/オフコ

使用方法は“5-3-11-11．ロード オン/オフ状態出力”をご覧くだ

ントロール”をご覧ください。

さい。

使用方法は“5-3-11-6．外部接点信号による C Range コントロール”をご覧ください。

13－16

本器外部入力信号 7、9－12 番ピンのコモンです。

力”をご覧ください。

外部信号により C Range 切り替えをおこないます。
11、12

使用方法は“5-3-11-14．アラーム状態出力”をご覧ください。

LSA シリーズ電力拡張用コントロール出力です。

783 番ピンがトランジスタのコレクタ、4 番ピンがエミッタです。

NC

5

6

本器がアラーム状態となると内部トランジスタがオンします。

本器の C Range 状態を出力します。
使用方法は“5-3-11-12．C Range 状態出力”をご覧ください。

マスター・スレーブ用制御入力端子となっています。OP-22P 以外は接続しないでください。
外部電圧（17-18）と外部抵抗（19-20）による本器設定値のコン

本器電流モニター出力端子です。

トロールをおこないます。

使用方法は“5-3-11-10．電流モニター出力”をご覧ください。

使用方法は“5-3-11-4．外部電圧または外部抵抗による設定値
19、20

NC

コントロール”をご覧ください。

66

5-3-11-3．外部コントロール選択
外部電圧または外部抵抗による本器設定値のコントロール、外部信号による C Range とロード オン/オフ コントロールをおこなう場合、“Select type”を“External”にします。
（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“External Setup”アイコンを選択し
ます。

1

3

3

Enter キーを押してください。

3

ロータリエンコーダを操作し、“Select type”を選択してください。

4

ENTER キーを押してください。プルダウンリストが表示され2ます。
“External”は外部信号コントロールの選択です。
“Interface”は IF-80GUR コントロールの選択です。
プルダウンリスト

4

3

5

ロータリエンコーダを操作し、“External”を選択してください。
IF-80GUR 未装着の場合、“Interface”は選択できません。

6

6

ENTER キーを押してください。
外部コントロールタイプは“External”が設定されました。

567

5-3-11-4．外部電圧または外部抵抗による設定値コントロール
本器は外部電圧または外部抵抗により、本器各動作モードの設定値をコントロールすることができます。
また、外部電圧による CC 動作モードでは、外部電圧による設定値がパネル操作による設定値に重畳されます。
下図を参考に、本器背面 J1 コネクタに外部電圧または外部抵抗を接続してください。
LSA シリーズ内部
外部電圧によるCC モード設定値

CC モードパネル設定値

重畳
回路

J1
17

10kΩ

外部電圧によるCC モード以外の設定
値①外部電圧
0V→10V：0→定格

18

19
R-V 変換回路

外部電圧による
各モードの設定値

設定値

②外部抵抗
0Ω→10kΩ：0→定格③外部抵抗
10kΩ→0Ω：0→定格

20①、②選択時

定格
③選択時

外部電圧
外部抵抗

0

10V
10kΩ

図 5-17
注： 本機能でコントロールできる各動作モードの設定値は、Main Setup 機能の Main Value です。
本機能を使用する場合、プリセット機能とスイッチング機能は使用できません。
（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“External Setup”アイコンを選択し
ます。

1

3

3

Enter キーを押してください。

4

ロータリエンコーダを操作し、“Ext Control”を選択してください。

2

Select type は“External”を選択しておいてください。選択方法
は“5-3-11-3．外部コントロール選択”をご覧ください。

5

ENTER キーを押してください。プルダウンリストが表示されます。
“Off”は前面パネル操作による設定値可変の選択です。
“Ext V”

5は外部電圧 0V→10V により設定値 0→定格、“Ext R＋” は外部抵抗 0Ω→10kΩにより設定値 0→定格、

4“Ext R－” は外部抵抗 10kΩ→0Ω により設定値 0→定格、

プルダウンリストのコントロールとなります。

68

（操作手順）6

ロータリエンコーダを操作し、動作モードにおける設定値コント
ロール方法を選択してください。

7

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯となり、設定値コントロール方法が設定されます。

6

左図では、外部電圧が選択されています。

8

ESC キーを 2 回押してください。本器は「メイン画面」となります。
メイン画面には外部設定値コントロール方法が表示されます。
左図では、外部電圧を示す“EX V”が表示されています。

外部抵抗“Ext R＋”選択では“EX R＋”が表示されます。

外部抵抗“Ext R－”選択では“EX R－”が表示されます。
外部設定値可変方法

8
また、Preset と SW アイコンは灰色となり、プリセット機能とスイッチング機能は使用できません。

9「Main Setup」 の Direct キーを押して、メインセットアップ画面を表示させます。
左図では、本器の動作モードが CC モードの外部電圧による設
定値コントロールとなっています。
左図の Val に表示される値は、パネルからの設定値となります。
外部電圧または外部抵抗による設定値は表示されません。

パネル設定値

9CC モードの外部電圧以外のコントロールの場合、Val には値が表示されません。Main Value アイコンも灰色表示となり、パネルからの設定値を可変することはできません。
また、
外部電圧または外部抵抗による設定値は表示されません。

CC モード外部電圧以外のコントロール

695-3-11-5．外部接点信号によるロード オン/オフコントロール
本器は外部接点信号にてロード オン/オフコントロールができます。
外部接点信号によるロード オン/オフコントロール選択中は、パネルからのロード オン/オフ操作はできません。
下図を参考に、本器背面 J1 コネクタに接点またはオープンコレクタ回路を接続してください。
LSA シリーズ内部
オープンコレクタ回路も使用できます。

2kΩ
J1
10

ロード オン/オフコントロール
ロード オン：接点短絡
ロード オフ：接点開放

内部電源
+5V

8

図 5-18（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“External Setup”アイコンを選択し
ます。

1

3

3

Enter キーを押してください。

4

ロータリエンコーダを操作し、“Ext Load”を選択してください。

2

Select type は“External”を選択しておいてください。

5

ENTER キーを押してください。プルダウンリストが表示されます。
“Off”は前面パネルにてロード オン/オフ選択です。
“On”は外部接点によるロード オン/オフ選択です。

プルダウンリスト

54

6

ロータリエンコーダを操作し、“On”を選択してください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅から消灯となり、外部接点による

7

ロード オン/オフが選択されました。
6

8

ESC キーを 2 回押してください。本器は「メイン画面」となります。
メイン画面には外部接点ロード オン/オフ選択状態が表示されます。

外部接点ロード オン/オフ

870

5-3-11-6．外部接点信号による C Range コントロール
本器は外部接点信号により C Range コントロールができます。
本器ロード オン中は、外部接点信号による C Range コントロールはできません。外部接点信号による C Range コントロールは、本器をロード オフ状態でおこなってください。
下図を参考に、本器背面 J1 コネクタに接点またはオープンコレクタ回路を接続してください。
LSA シリーズ内部

オープンコレクタ回路も使用できます。

2kΩ
J1
12
2kΩ

C Range
H
M
L

11

内部電源
+5V

C Range コントロール
11-8
12-8
開放
開放
開放
短絡
短絡
開放

8

図 5-19（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“External Setup”アイコンを選択し
ます。

1

3

3

Enter キーを押してください。

4

ロータリエンコーダを操作し、“Ext C Range”を選択してください。

2

Select type は“External”を選択しておいてください。

5

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅し、プルダウンリストが表示されます。
“Off”は前面パネル操作による C Range コントロール設定です。

プルダウンリスト

5“On”は外部接点による C Range コントロール設定です。

4

7

6

71

6

ロータリエンコーダを操作し、“On”を選択してください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅から消灯となり、外部接点による
C Range コントロールが設定されました。

（操作手順）8

ESC キーを 2 回押してください。本器は「メイン画面」となります。
メイン画面には外部接点による C Range コントロール設定状態が表示されます。

外部接点 C Range

89「Main Setup」 の Direct キーを押して、メインセットアップ画面を表示させます。
C Range アイコンが灰色となり、パネルからの C Range コント
ロール操作ができない状態となります。

972

5-3-11-7．外部接点信号によるスイッチングコントロール
本器は外部接点信号によりスイッチング機能の Main Value と Sub Value 切り替えができます。
外部接点信号によるスイッチングコントロール選択中は、パネルからの Main Value と Sub Value の自動切り替え操作はできません。
下図を参考に、本器背面 J1 コネクタに接点またはオープンコレクタ回路を接続してください。
LSA シリーズ内部

オープンコレクタ回路も使用できます。

2kΩ
J19スイッチングコントロール
接点開放：Main Value
接点短絡：Sub Value

内部電源
+5V

8

図 5-20（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“System Setup”アイコンを選択し
ます。

1

3

3

Enter キーを押してください。

4

ロータリエンコーダを回して、「Switching Type」を選択してくだ

2

さい。

5

ENTER キーを押してください。
プルダウンリストが表示されます。

4

6

ロータリエンコーダを回して“Ext”を選択してください。
スイッチングタイプとして5“周波数と Duty”の場合は、「Freq/Duty」、

6“2 つの時間”の場合は、「Time」、“外部信号”の場合は、「Ext」を選択してください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが消灯し、スイッチングタイプが外部（Ext）に設定さ
れました。

7

73

（操作手順）8

ESC キーを 2 回押して、「メイン画面」表示としてください。
メイン画面には外部接点によるスイッチングタイプ設定状態が表示されます。

8

9
メイン画面

9

メイン画面にて、SW Direct キーを押してください。
本器は、スイッチング操作画面となります。

外部接点スイッチング

本器が外部接点によるスイッチングに設定されている場合、“周波数と Duty”または”2 つの時間”による動作はできません。
左図では、下から 2 個の Direct キーが操作できなくなっています。
また、左図では Main value が 0A、Sub Value が 2A に設定されています。

スイッチング操作画面
9

J1

操作不能 Direct キー

10

外部接点：開放本器 J1 コネクタ 9-8 間に接続した外部接点を開放してください。

8

スイッチング動作時に、本器の値は Main Value 値となります。
10

11

Direct1 キーを押し、アイコンを「Main⇔Sub」の表示にしてください。
さらに Direct1 キーを押すたびに、アイコンが「Main」→「Sub」→「Main⇔Sub」→「Main」・・・と切り替わります。

11

12

本器に電力供給源から電圧を印加し、LOAD キーを押してロードオンとしてください。
本器は、Main Value に設定されている値（0A）の電流を流し

11
9

J1

ます。

13
外部接点：短絡本器 J1 コネクタ 9-8 間に接続した外部接点を短絡してください。
スイッチング動作時に、本器の値は Sub Value 値となります。

8
13

74

5-3-11-8．外部アラーム入力
本器は外部接点信号により、本器をアラーム状態とし本器ロード オフの後に本器動作を停止することができます。
本器アラーム状態の間は、本器の操作はできません。操作するにはアラーム状態を解除し、電源を再投入してください。
下図を参考に、本器背面 J1 コネクタに接点またはオープンコレクタ回路を接続してください。
LSA シリーズ内部

オープンコレクタ回路も使用できます。

2kΩ
J13

外部アラーム入力
接点短絡：アラーム

内部電源
+5V

4

図 5-21（操作手順）
31J1外部接点：短絡本器 J1 コネクタ 3-4 間に接続した外部接点を短絡してください。

41
本器はロード オフとなり、アラームメッセージが表示されます。

アラームメッセージ
32J1外部接点：開放

本器アラームとなる原因を取り除いてください。
次に、本器 J1 コネクタ 3-4 間に接続した外部接点を開放してくだ
さい。

4
2

3

3

75

本器前面パネルの電源スイッチをオフし、再度オンしてください。

5-3-11-9．外部トリガ信号入力
本器は外部トリガ信号を入力することにより、シーケンス動作中の一時停止（PAUSE）状態を解除することができます。
下図を参考に、本器背面 J1 コネクタに信号発生器などを接続してください。
3.3V 以上入力するときは、図のようにアッテネートしてください。

J1

LSA シリーズ内部
1

トリガ信号仕様
最大電圧：+3.3V
パルス幅：10μs 以上
パルス間隔：100ms 以上
内部電源
+3.3V

2

図 5-225-3-11-10．電流モニター出力
本器に流れる電流値を電圧として出力します。
出力される電圧は、各 C Range の定格電流の 0%で 0V、定格電流の 100%で 10V となります。
下図を参考に、本器背面 J2 コネクタに測定器などを接続してください。
LSA シリーズ内部

J2
17電流モニター電圧
0→10V
1mAmax

10V

M
18

入力電流

0

COM

100%定格電流

図 5-23※本器電源スイッチのオン/オフ切替時には、電流モニター回路が不安定な状態となり、電流モニター出力から電圧が発生する場
合があります。

5-3-11-11．ロード オン/オフ状態出力
本器のロード オン/オフ状態をオープンコレクタ回路により出力します。
下図を参考に、本器背面 J2 コネクタに測定器などを接続してください。
LSA シリーズ内部

J2
7

内部電源
+5V
100mAmax

2kΩ
10

ロード オン/オフ状態
ロード オン：短絡
ロード オフ：開放M8

図 5-2476

J2-7 ピンと外部抵抗を使用することで、本器ロード オン/オフ状態を電圧にて出力することができます。
左図回路の場合
ロード オン：0V
ロード オフ：+5V

5-3-11-12．C Range 状態出力
本器の C Range 状態をオープンコレクタ回路により出力します。
下図を参考に、本器背面 J2 コネクタに測定器などを接続してください。
LSA シリーズ内部
J2
7

内部電源
+5V
100mAmax

2kΩ

2kΩ

J2-7 ピンと外部抵抗を使用することで、本器 C Range 状態を電圧で出力することができます。
左図回路の場合

11

C Range11-8 ピン間状態

12-8 ピン間状態

12

M

M

H

+5V

+5V

M

+5V

0V

L

0V

0V

8

ロード オン/オフ状態出力
C Range11-8 ピン間状態

12-8 ピン間状態

H

開放

開放

M

開放

短絡

L

短絡

短絡

図 5-255-3-11-13．スイッチング機能の出力 Value 状態出力
本器のスイッチング機能の出力 Value 状態をロジック信号で出力します。
下図を参考に、本器背面 J2 コネクタに測定器などを接続してください。
LSA シリーズ内部
J2
1kΩ
内部電源
+5V

7

9

M
8

図 5-2677

出力 Value 状態
H ：Main Value
L ：Sub Value

5-3-11-14．アラーム状態出力
本器はアラーム状態を出力することができます。
下図を参考に、本器背面 J2 コネクタに測定器などを接続してください。

LSA シリーズ内部

J2

7
内部電源
+5V
max 100mA

8

アラーム状態アラーム発生無 ：開放(+5V)
アラーム発生：短絡(0V)3

M

J2-3 ピンはダイオードと抵抗を介して内部+5V 電源に接続されていますので、このピンには+5V 以上の電圧がかからないようにしてください。

4

図 5-27

5-3-11-15．トリガ信号出力
本器は以下の動作中にトリガ信号を出力します。
・スイッチング動作中に、Main Value と Sub Value が切り替わった時。
・シーケンス動作中に、トリガ信号出力設定が On となっているステップを実行した時。
下図を参考に、本器背面 J2 コネクタに測定器などを接続してください。
トリガ信号仕様
電圧：約 4V
パルス幅：2μs
出力インピーダンス：50Ω

J2

LSA シリーズ内部
1
パルス
トランス

測定器

2

図 5-2878

5-3-12．メニュー画面操作
機能以外の本器の設定は、MENU キーを押して、本器をメニュー画面表示にしておこないます。
ここでは、フルスクリーン値表示、ステータス表示、システム設定、データ初期化について説明をおこないます。
マスター／スレーブ設定、外部コントロール設定、シーケンス設定については、“5-2-2．メニューアイコンによる機能内容”に説明の項目がありますので、詳細はその項目をご覧ください。

5-3-12-1．フルスクリーン値表示
本器は表示部の電圧値、電流値、電力値の表示を大きくすることができます。本器から離れた場所でも、本器の電圧値、電流値、電力値の確認が容易です。
フルスクリーン値表示中に操作できる機能は、LOAD OFF のみです。LOAD ON や設定値可変はできません。
（操作手順）
1
1

LOAD キーを操作して、本器をロード オンとしてください。
左図では、本器に 5V の電圧が印加され、電流が 10A 流れている状態となっています。

2

MENU キーを押し、メニュー画面としてください。

3

ロータリエンコーダを操作し、“Full Screen Monitor”アイコンを2

3

選択してください。

メニュー画面

4

ENTER キーを押すと、電圧値、電流値、電力値が大きく表示されます。
フルスクリーン値表示中に操作できる機能は、ロード オフのみ

4

です。

5

ロード オフ以外の操作をする場合、ESC キーを 2 回押してください。
本器はメイン画面となります。

579

5-3-12-2．ステータス表示
現在の本器の設定状態を確認することができます。ステータス表示はロード オン中でも表示することができます。
（操作手順）
1

メニュー画面にて、Status アイコンを選択してください。

1
緑点滅状態の ENTER キーを押すと、Status 画面となります。
2

2

Status 画面は 2 つあり、本器設定が表示されています。
Status 画面を切り替える場合は、CURSOR キーを操作します。

メニュー画面Status 画面 1/2 の説明①には、ロードタイマ機能に関する設定内容、②には、ソフトスタート機能に関する設定内容、①③には、外部コントロールに関する設定内容が各々表示されます。

②③

Status 画面 2/2 の説明
Status 画面を切り替えると、④には、マスター・スレーブ運転時のマスター機に関する設定内容、⑤には、リモートセンシング機能のセンシングポイントの設定内容、④⑥には、本器内部リファレンス信号に対する

⑤
⑥
⑦
⑧

本器電流応答設定内容⑦には、0V 用電源動作電圧設定内容(LSA-165V1 のみ)⑧には、本器ソフトウエアバージョンが表示されます。

3

メニュー画面

3

80

ESC キーを押すと、Status 画面からメニュー画面となります。

5-3-12-3．システム設定
表示画面、ブザー、CR モード時の表示単位、リモートセンシングおよび本器電流応答の設定をおこないます。
（操作手順）
1

メニュー画面にて、System Setup アイコンを選択してください。
緑点滅状態の ENTER キーを押すと、System Setup 画面となります。

1

メニュー画面

2

System Setup 画面で、設定をおこなうパラメータをロータリエン
コーダで選択してください。
選択状態のパラメータは、文字にアンダーラインが表示され、数値
または文字が反転状態となっています。

3

3パラメータを選択後、ENTER キーを押すと、そのパラメータが入力可能となります。

2
System Setup 画面
Contrast 設定

4

本器 LCD 表示部のコントラストが設定できます。
ロータリエンコーダで値を変えながら、希望のコントラスト値にしてく
ださい。

5

5

ENTER キーを押すと、Contrast 設定を終了します。

6

本器 LCD 表示部の明るさが設定できます。

4

Brightness 設定

ロータリエンコーダで値を変えながら、希望の Brightness 値にして
ください。
7

7

ENTER キーを押すと、Brightness 設定を終了します。

8

本器 Screen Saver 機能の On/Off 設定をおこないます。

6
Screen Saver 設定

ロータリエンコーダにより、プルダウンリストから Off または On を選択してください。

9

9
8

81

ENTER キーを押すと、Screen Saver 設定を終了します。

（操作手順）
Buzzer 設定

10

本器 Buzzer の On/Off 設定をおこないます。
ロータリエンコーダにより、プルダウンリストから Off または On を選択してください。

10

11

CR Unit Select 設定

11

ENTER キーを押すと、Buzzer 設定を終了します。

12

本器 CR モード時の抵抗値表示単位設定をおこないます。
ロータリエンコーダにより、プルダウンリストから Ω または S を選択してください。

13

13

ENTER キーを押すと、CR Unit Select 設定を終了します。

14

本器スイッチング機能のスイッチングタイプ設定をおこないます。

12
Swiching Type 設定

ロータリエンコーダにより、プルダウンリストから Freq/Duty、Time または Ext を選択してください。

15

15

ENTER キーを押すと、Swiching Type 設定を終了します。

16

本器電圧リモートセンシング機能の電圧センシングポイント設定

14
Remote Sensingをおこないます。
ロータリエンコーダにより、プルダウンリストから Int または Ext を

17

選択してください。

17

16

82

ENTER キーを押すと、Remote Sensing 設定を終了します。

（操作手順）Load Response 設定

18

本器の Load Response 設定をおこないます。
ロータリエンコーダで、プルダウンリストから Slow または Fast を選択してください。
スイッチング機能

19

外部電圧または抵抗によるコントロール
シーケンス機能では、Load Response は Fast 固定となります。

18

Slow には設定できません。

19

EN1TER キーを押すと Load Response 設定を終了します。

20

ESC キーを押すと、Status 画面表示を終了します。
本器画面は、メニュー画面となります。

20

83

5-3-12-4．データ初期化
本器初期化は、本器データを工場出荷時の状態とします。
初期化されるデータは、全てのデータ（All）、シーケンスデータを除く全てのデータ（Set&Preset）、シーケンスデータ（Sequence）の3種類から選ぶことができます。
（操作手順）
1

ロード オフ状態にて、MENU キーを操作し、本器をメニュー画
面としてください。

1

2

ロータリエンコーダを操作し、”Initialize” アイコンを選択してくだ
さい。

2

3

ENTER キーを押すと、Initialize 画面となります。

4

ロータリエンコーダを操作し、初期化するデータの種類を選択し3てください。
"All data” は全てのデータです。
“Set&Preset data” はシーケンスデータを除く全てのデータです。
“Sequence data” はシーケンスデータです。
4

5

初期化するデータの種類を選択後、ENTER キーを押してくだ
さい。

5

ENTER キーは緑点滅し、初期化確認メッセージが表示されます。
左図では、”Set&Preset data” が選択されています。

確認メッセージ

6

ロータリエンコーダを操作し、初期化確認メッセージの ”Yes” を選択してください。

684

（操作手順）7

ENTER キーを押すと、6 で選択されたデータが初期化されます。

7

操作 7 の後、数秒後にメイン画面となります。

5-3-13．0V 放電機能（LSA-165V1 モデルの機能）
LSA-165V1 本体内にスイッチング電源(0V 用電源)を搭載し、リモートセンシング端子間が 0V でも定格電流が流せるようになっています。工場出荷時および初期化後は、0V 用電源は 0.25V 動作設定のオン設定となっています。
0.25V 設定は、本器の負荷端子が開放状態で LOAD ON を行っても入力電圧が 0.25V 以上にならず 0V 用電源は OFF のま
ま維持する設定値となっています。
仮に、負荷端子を開放状態で、0V 電源の設定電圧を 0V で LOAD ON をおこなうと、すぐに 0V 用電源が ON となり、0V 電源の影響で測定電圧が負の値となり逆接続アラームが発生します。
0V 用電源の使用設定は MENU → System Setup → Bias On-Voltage にておこないます。設定は、OFF, 0.00V で LOAD ON
時に常時 ON, 0.05V から 1.5V まで 0.05V 単位で開始電圧を指定できます。
各放電モードの設定範囲は LSA-165 と同じです。

（操作手順）
1

本器がロード オフ状態にて、MENU キーを押すと、MENU キー
点灯、ENTER キー点滅となり、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“System Setup”アイコンを選択します。

3

Enter キーを押してください。
System Setup 画面となります。

メニュー画面

1

3

2

4

System Setup 画面にてロータリエンコーダを操作し、“Bias On-Voltage”を選択してください。

5

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯し、「Bias On-Voltage」部分が入力可能状態になります。

SystemSetup 画面

5

4

85

6

ロータリエンコーダで値を変えながら、希望の電圧値にしてください。

入力可能状態

6

7

ENTER キーを押してください。
左図では 0.05V となっています。

7

8

ESC キーを 2 回押してください。本器は「メイン画面」となります。
“Bias On-Voltage”設定が OFF 以外のときに”0V 用電源”アイコンが表示されます。
”0V 用電源”アイコンは機能が有効であることを示し LOAD OFFの状態でも表示されます。

0V 用電源アイコン

886

5-4．シーケンス機能
シーケンス機能は、本器にあらかじめ登録した内容を自動的に実行していく機能です。
シーケンス機能は、シーケンス波形とシーケンスプログラムの 2 つの動作ができます。

5-4-1．シーケンス波形概要
シーケンス波形は動作モードが CC モードとなります。CC モード以外ではシーケンス波形設定はできません。
シーケンス波形として設定できるものは、次の 6 種類です。シーケンス波形は、シーケンスプログラムの一つのステップとして使用することができます。
シーケンス波形
電流値

説明
設定電流値（Iset）と設定電流値となる時間（Tt）を設定します。

ランプ波（表記：Ramp）
電流波形
Iset

t0

時間 t0 時の場合、前のステップが無いので、電流値は 0A となります。
ランプ波の実行は、1 回のみで繰返し動作はできません。

時間

Tt

周 波 数 （ Freq ） 、 デ ュ テ ィ ー 比 （ Duty ） 、 電 流 値 1,2 （ Iset1 、 Iset2 ） 、
方形波（表記：Squar）

電流値

Iset2→Iset1 に電流値を変える時間（Tr）、Iset1→Iset2 に電流値を変える
電流波形

Freq

時間（Tf）を設定します。
方形波の実行は繰返し動作ができます。

Duty

繰返し回数は、無限大と、1－9999 です。
Iset１

Tr

Tf

Tr と Tf の設定時間は同じとなります。

Iset2

時間
周波数（Freq）、中間電流値（Center）、最大最小電流値幅（P-P）を設定し正弦波（表記：Sine）

電流値

電流波形

Freq

ます。
正弦波の実行は繰返し動作ができます。
繰返し回数は、無限大と、1－9999 です。

P-P
Center
時間
電流値

周波数（Freq）、デューティ比（Duty）、中間電流値（Center）、

三角波（表記：Tri）

最大最小電流値幅（P-P）を設定します。

電流波形

Freq

三角波の実行は繰返し動作ができます。

Duty
Center

P-P

繰返し回数は、無限大と、1－9999 です。

時間
パルス波時間（Tp）、パルス波時間（Tb）、パルス電流値（Iset1、Iset2）、
電流値

パルス波（表記：Pulse）

Tp

Tp

パルス波の実行は繰返し動作ができます。
繰返し回数は、無限大と、1－9999 です。

PP

パルス回数（P）を設定します。
電流波形

Tb

Iset2
Iset1
時間

Tp 時間が短い場合、本器電流立上り特性や負荷線の L 成分の影響も含め電流波形がパルス波形とはならず、三角波に近い形となります。
パルス波形を使用する場合は、Tp 値の大きさと動作環境を考慮してご使用ください。

電流値

ラッシュ波（表記：Rush）
Tset
TC
電流波形
=（Iset1-Iset2）
x exp（-t/TC）＋Iset2
Iset2
Iset1
時間(t)
Iset1-0.632x(Iset1-Iset2)

電流波高値（Iset1）、電流収束値（Iset2）、電流収束時間（Tset）、電流値が Iset1-0.632x(Iset1-Iset2)となる時間（TC）を設定します。
ラッシュ波の実行は、1 回のみで繰返し動作はできません。
TC 値が小さい場合、本器電流立上り特性や負荷線の L 成分の影響も含
め電流値が Iset1 の設定値に達しません。
Iset1 に関しては、実波形測定のうえで設定をおこなってください。

87

5-4-2．シーケンスプログラム概要
シーケンスプログラムは、4 個（A－D）設定できます。1 個のシーケンスプログラムは、4 個のグループ（1－4）を 10 個の実行順位に任意に配置し、グループを順位配置順に実行します。
グループの実行が終了し次のグループを実行する場合、本器は約 40ms ロード オフ状態となります。
4 個のグループは、全てのシーケンスプログラムで使用することができます。
シーケンスプログラム毎にそれぞれ別のグループを 4 個設定することはできません。シーケンスプログラムのグループ数は、最大で 4 個です。
シーケンスプログラム A
実行順位 1
グループ 1－4

40ms
LOAD OFF

実行順位 10グループ 1－4

実行順位 2
グループ 1－4

シーケンスプログラム B
シーケンスプログラム C
シーケンスプログラム D

グループは、4 個（1－4）設定できます。1 個のグループは任意の動作モード、C Range、V Range で動作します。
グループは最大 1018 のステップを順番に実行します。ステップの数は、グループ 1－4 全体で最大 1018 です。

グループ 1：任意の動作モード、C Range、V Range
ステップ
1

ステップ
2

ステップ
最大 1018

グループ 2
グループ 3グループ 4
1 個のステップには、以下の項目が設定できます。
ステップ
設定値、制限値、実行時間、実行状態、ロード オン/オフ、トリガ信号出力 オン/オフ

88

5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要
メニュー画面①

シーケンス設定画面

LOAD キー消灯
シーケンス波形設定
詳細は”5-4-3-1．シー
ケンス波形設定”をご覧ください。
MENU キー操作

Sequence Configuration 選択

プログラムセレクトでの選択

シーケンスプログラム設定②
シーケンスプログラム設定画面

グループ実行順番設定
シーケンスプログラムのグループ(1－4)実行順番を設定します。
詳細は”5-4-3-6．グループ実行設定”をご覧ください。

③

グループ設定画面

グループ実行条件設定
グループの実行条件を設定します。
詳細は”5-4-3-2．グループ実行条件設定”をご覧ください。
グループ条件分岐設定画面
グループ条件分岐設定
グループの条件分岐を設定します。
詳細は”5-4-3-3．シーケンスグループ条件分岐設定”をご覧ください。

ステップ設定画面
ステップ設定グループ内の各ステップの設定をおこないます。
ステップ詳細は“5-4-3-4．ステップ設定”と“5-4-3-5．ステップ編集”をご覧ください。

89

5-4-3-1．シーケンス波形設定
本説明は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”の①より説明をおこないます。
それ以前の操作は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”をご覧ください。
（操作手順）
1

プルダウンリスト左側からロータリエンコーダにて設定したい
シーケンス波形を選択してください。

1

プルダウンリスト左側

2シーケンス波形選択後、ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯し、シーケンス波形が決定します。
左図では、“Pulse”が選択され決定されています。

2

3

ロータリエンコーダを操作し、C Range にカーソルを移動してくだ
さい。

4

4

ENTER キーを押してください。
プルダウンリストが表示され、C Range が選択可能となります。

3
プルダウンリスト

5

ロータリエンコーダを操作し、C Range を選択してください。

6

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯となり、C Range が決定しま6した。
左図では、C Range を M に設定しています。
5

7

画面右下の図を参考に、C Range より下から Cycle 前までのパラメータを設定してください。
設定はロータリエンコーダ、ENTER キー、CURSOR キーでおこなってください。
左図では、I set 1：1A、I set 2：2A、Tp：500μs、P Count：10、Tb：100ms に設定されています。

波形参考図

7

90

（操作手順）8

ロータリエンコーダを操作し、Cycle にカーソルを移動してくだ
さい。

9

9

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、Cycle 値が入力可能となります。

8

10

ロータリエンコーダで、Cycle 値を設定してください。
CURSOR キーで設定桁移動もできます。
Cycle 値は、“∞（無限大）⇔1⇔2・・・9998⇔9999”となります。

11

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、Cycle 値が決定します。
左図では、Cycle 値が 1000 となっています。

11

10

12

ESC キーを 2 回押してください。
本器はシーケンス設定を終了し、メイン画面となります。

12

メイン画面

91

5-4-3-2．グループ実行条件設定
本説明は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”の①より説明をおこないます。
それ以前の操作は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”をご覧ください。
（操作手順）
1

プルダウンリスト右側からロータリエンコーダで設定したいシーケ
ンスプログラムを選択してください。

1

プルダウンリスト右側

2シーケンスプログラム選択後、ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯し、シーケンスプログラムが決定します。
左図では、“シーケンスプログラム A”が選択され決定されてい2ます。
グループとステップは、どのシーケンスプログラム（A－D）選択でも設定ができます。今回はシーケンスプログラム A としています。

3

ロータリエンコーダで、カーソルを Group setup に移動してください。
ロータリエンコーダを右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印方向に選択のカーソルが移動します。

3

4

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯し、Group setup が入力状態となります。

6

5

ロータリエンコーダで、グループ 1－4 を選択してください。

6

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが消灯し、グループが決定します。

入力状態

4

左図では、グループを 1 としています。

5

7

ロータリエンコーダで、Group setup SET にカーソルを移動してください。
SET 文字が反転状態となります。

792

（操作手順）8

ENTER キーを押してください。
本器はグループ設定画面となり、グループ設定ができます。

8

グル－プ設定画面

9

ロータリエンコーダで、カーソルを設定したいパラメータに移動してください。
ロータリエンコーダを右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印方向に選択のカーソルが移動します。

910パラメータ選択後、ENTER キーを押してください。
選択されたパラメータが入力可能となります。値はロータリエン
コーダ、CURSOR キーでおこなってください。

10

Mode：

動作モードの選択ができます。

C Range：

C Range の選択ができます。

V Range：

動作モードが CV+CC と CV+CR のときに選択ができます。

Cycle：

本グループの実行回数を設定できます。

End state： 本グループ終了時のロード オン/オフ選択ができます。
End Value： 本グループ終了時の値を設定できます。

11

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが消灯し、パラメータ値が決定します。

1193

5-4-3-3．シーケンスグループ条件分岐設定
シーケンスグループは、電流値、電圧値、シーケンスグループ実行時間を条件とし、シーケンスプログラム実行を別のシーケンス
プログラムやシーケンスグループに実行移動、シーケンス実行一時停止、シーケンス実行停止ができます。
電流による分岐条件は、本器に流れる電流が設定値を横切った場合となります。
電圧による分岐条件は、本器に印加される電圧が設定値を横切った場合となります。
実行時間による分岐条件は、本器がシーケンスプログラムの実行時間が設定時間を超えた場合となります。
本説明は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”の③より説明をおこないます。
それ以前の操作は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”をご覧ください。
（操作手順）
1

グループ設定画面にて、ロータリエンコーダでカーソルを
Condition に移動してください。

1

シーケンスグループ設定画面

2

ENTER キーを押してください。
本器は、条件分岐設定画面（1/2）となります。
条件分岐設定画面（1/2）では、電流値と電圧値での条件分岐設定ができます。

2

条件分岐設定画面(1/2)

3

右側の CURSOR を押すと、条件分岐設定画面（1/2）となります。
条件分岐設定画面（2/2）では、実行時間での条件分岐設定がで
きます。

3

4

条件分岐設定画面（1/2）とするには、左側の CURSOR キーを押してください。

4
条件分岐設定画面(2/2)

94

（操作手順）分岐条件の設定5

条件分岐を設定したいパラメータにロータリエンコーダでカーソ
ルを移動してください。
Current/Voltage/Time Condition にカーソルを移動した場合、文字が反転状態となります。
左図では、Current Condition にカーソルがあり、文字が反転状態となっています。

5

6

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅となり、Off と On のプルダウンリストが表示されます。

6
プルダウンリスト

7

条件分岐を設定したい場合、ロータリエンコーダにて“On”を選択
してください。

8

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが消灯し、条件分岐が On となりました。

8

条件分岐が On となると、分岐条件と分岐先表示が灰色から黒色となり、設定可能となります。
7

左図では、Current Condition を On に設定しています。
Voltage と Time Condition を On とする場合、同様の操作をおこ設定可能

なってください。

9

分岐条件を設定します。
ロータリエンコーダで、IF Current にカーソルを移動してください。

10

10

ENTER キーを押してください。
分岐条件が入力可能となります。

9
入力可能

11

CURSOR キーにより設定桁を移動し、ロータリエンコーダで値を設定してください。

12

12

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、値が確定しました。
左図では、分岐条件が 5A となっています。

11

電圧と実行時間による分岐条件設定も同様の操作でおこなって
ください。

95

（操作手順）分岐先の設定13

ロータリエンコーダで、THEN GOTO にカーソルを移動してくだ
さい。

13

14

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、分岐先がプルダウンリストに表示されます。
プルダウンリスト選択と分岐先は以下となります。
Program： シーケンスプログラム A－D

14Group：

グループ 1－4

Pause：

シーケンス動作実行一時停止

Load Off： ロード オフとシーケンス動作停止
プルダウンリスト

15

15

ロータリエンコーダで、分岐先を選択してください。

16

操作 14 にて Program を選択して、ENTER キーを押してくだ

分岐先：シーケンスプログラム

さい。
分岐先が Program に決定しました。

17

ロータリエンコーダで、カーソルを Program の下に移動してくだ
さい。

18

18

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点滅となり、シーケンスプログラム

プルダウンリスト

16

No．（A－D）がプルダウンリストで表示されます。

17

19

ロータリエンコーダで、シーケンスプログラム No．（A－D）を選択
してください。

20

20

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、分岐先のシーケンスプログラムが決定します。
左図では、分岐先のシーケンスプログラムが C となっています。

1996

（操作手順）
分岐先：シーケンスグループ

21

操作 14 にて Group を選択して、ENTER キーを押してください。
分岐先が Group に決定しました。

22

ロータリエンコーダにて、カーソルを Group の下に移動してくだ
さい。

23

23

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、グループ No．（1－4）が入力可能

入力可能

21

となります。

22

24

ロータリエンコーダで、グループ No．（1－4）を選択してくだ
さい。

25

25

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、分岐先のグループが決定します。
左図では、分岐先のグループが 2 となっています。

24
分岐先：シーケンス実行一時停止

26

操作 14 にて Pause を選択して、ENTER キーを押してください。
分岐先が Pause に決定しました。

26

分岐先：ロード オフ

27

操作 14 にて Load Off を選択して、ENTER キーを押してください。
分岐先が Load Off に決定しました。

27

97

5-4-3-4．ステップ設定
本説明は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”の③より説明をおこないます。
それ以前の操作は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”をご覧ください。
（操作手順）
1

ロータリエンコーダで、カーソルを Step setup の SET に移動してください。
SET 文字が反転状態となります。

1

2

ENTER キーを押してください。
グループに設定されているステップが無い場合、左記のように
END STEP が表示されます。
END STEP には何も設定することはできません。

2
メッセージの一番下に表示される数値は、設定可能なステップ総数が表示されます。
ステップを挿入しない場合、ESC キーを押してください。

設定可能総ステップ数

操作 1 に戻ります。

3

操作 2 にて Insert 文字が反転状態で、ENTER キーを押してくだ
さい。
END STEP の前に、ステップが一つ挿入され、本器はステップ設
定画面となります。

3

ステップ設定画面にて、ロータリエンコーダを右に回すと赤矢印、左に回すと灰矢印方向に選択のカーソルが移動します。

4

ロータリエンコーダで、カーソルを Step X/Y に移動してください。
X は現在のステップ、Y は現在のグループ総ステップ数となり5ます。
左図では、現在のステップ(X)は 1、グループ総ステップ数(Y)は 1となっています。

5

ENTER キーを押してください。
本ステップの波形形態がプルダウンリストに表示されます。

Step X/Y

プルダウンリスト

498

（操作手順）6

波形形態の選択は、グループの動作モードが CC のときのみ

76

ロータリエンコーダで、波形形態を選択してください。
です。その他の動作モードでは、Value 以外は選択できません。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、本ステップの波形形態が決定します。
左図では、Value が選択されています。

aa 部に関しては動作モードや波形形態によって入力するパラメー
タが異なります。

abb 部に関しては、波形形態が Value の場合、時間設定となります。波形形態が波形の場合、Cycle となります。

b

a 部 b 部共に、エンコーダによりパラメータにカーソルを移動し、ENTER キーを押すとパラメータへの入力が可能となります。
CURSOR キーとロータリエンコーダで値を入力し、ENTER キー
を押して値を確定してください。
実行状態設定8

ロータリエンコーダで、Behavior にカーソルを移動してくだ
さい。

9

9

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅し、本ステップの実行状態がプルダウン
リストに表示されます。
プルダウンリストの内容は以下のとおりです。

8

Run：

本ステップを設定状態にて実行します。

Skip：

本ステップは実行しないで、次のステップを実行します。

Pause： 本シーケンスを実行後、本ステップで、実行を一時停止

プルダウンリストします。
※条件分岐が設定されている場合は、分岐条件になると、その設定された動作となります。

10

ロータリエンコーダで、本ステップの実行状態を選択してくだ
さい。

10

11
11

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、実行状態が確定します。
左図では、Run が選択されています。

99

（操作手順）ロード オン/オフ設定

12

ロータリエンコーダで、Load にカーソルを移動してください。

13

ENTER キーを押してください。

13
ENTER キーは緑点滅し、本ステップのロード オン/オフがプルダウンリストに表示されます。

12

プルダウンリストの内容は以下のとおりです。
Off： 本ステップをロード オフ状態にて実行します。
On： 本ステップをロード オン状態にて実行します。
プルダウンリスト

14

ロータリエンコーダで、本ステップの実行状態を選択してくだ
さい。

15

15

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、実行状態が確定します。

14

左図では、On が選択されています。

トリガ信号設定：使用方法の詳細は“5-3-11-15．トリガ信号出力”をご覧ください。

16

ロータリエンコーダで、Trigger にカーソルを移動してください。

17

ENTER キーを押してください。

17
ENTER キーは緑点滅し、本ステップを実行する際にトリガ信号を出力するしないがプルダウンリストに表示されます。

16

プルダウンリストの内容は以下のようになります。
Off： 本ステップ実行時、トリガ信号を出力しない。
On： 本ステップ実行時、トリガ信号を出力する。
プルダウンリスト

18

ロータリエンコーダで、トリガ信号出力状態を選択してください。

19

ENTER キーを押してください。

19

18

ENTER キーは消灯し、実行状態が確定します。
左図では、Off が選択されています。

100

（操作手順）ステップの追加

20

次のステップを設定する場合、ENTER キー消灯状態にて、
右 CURSOR キーを押してください。

20

左記のメッセージが表示されます。

21

ENTER キーを押してください。
本器はステップ設定画面となります。
画面右上のステップと総数は、1/1→2/2 となります。

1/1→2/2

21

22

101

操作 4－21 を、ステップ 2 について同様に設定してください。

5-4-3-5．ステップ編集
本説明は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”の③より説明をおこないます。
それ以前の操作は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”をご覧ください。
（操作手順）
1

グループ設定画面にて、ロータリエンコーダでカーソルを
Step setup に移動してください。

1

グループ設定画面

2

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、ステップが入力可能となります。

3

CURSOR キーとロータリエンコーダで、設定したいステップを入力してください。

3

本操作にて入力できるステップは、既に設定されているステップとそのステップ＋1 となります。
設定されているステップが無い場合、入力できるステップは 1 の入力可能

みとなります。

2

4

ENTER キーを押すと、ENTER キーが消灯し、ステップが確定します。

4

左図では、シーケンスステップを 10 にしています。

5
5

ロータリエンコーダを操作し、カーソルを Step setup の SET としてください。
SET 文字が反転状態となります。

6

ENTER キーを押してください。
ステップ設定画面となります。

6

表示されるステップは、操作 4 で確定したものとなります。
本ステップの内容を変更する場合は、“5-4-3-4．ステップ設定”の操作の 4－19 をおこなってください。

7

ロータリエンコーダ操作で、カーソルを MENU に移動してくだ
さい。
MENU 文字が反転状態となります。

7102

（操作手順）8

ENTER キーを押してください。
左記のメッセージが表示されます。
本画面にて、シーケンスステップ No．の編集作業（挿入、貼り付け、削除、全削除）ができます。

10

9

ロータリエンコーダを操作し、ステップの編集作業をおこないたい
項目の文字を反転状態としてください。

9

10

ENTER キーを押してください。
操作 9 で文字反転状態となったステップの編集作業を実行します。

8

ステップの編集作業を行わない場合は、Cancel が反転している
状態で ENTER キーを押してください。

Insert 作業

Insert 作業を実行した場合、作業を実行するステップの前に新たにステップが挿入されます。
1

実行前

10

11

20

END

新たなステップは何も設定されていません。“5-4-3-4．ステップ設定”の操作 4－19 により、各パラメータを設定してください。

実行後

1

10

11

12

21

END

左図は Step 10/20 にて Insert 作業をおこなった場合です。

新たに挿入されたステップ
Paste Next 作業

Paste Next 作業を実行した場合、作業を実行するステップの後に新たにステップが挿入されます。

実行前

1

10

11

実行後

1

10

11

20

12

END

21

新たなステップは、作業を実行したステップと同じ内容です。

END

左図は Step 10/20 にて Paste Next 作業をおこなった場合です。

新たに挿入されたステップ
Delete 作業

Delete 作業を実行した場合、作業を実行するステップは削除され削除されるステップ

実行前

1

9

10

11

ます。
20

END
左図は Step 10/20 にて Delete 作業をおこなった場合です。

実行後

1

9

10

19

END

Delete All 作業

Delete All 作業を実行した場合、シーケンスグループ内のステップ全てが削除されます。

実行前

1

実行後

END

10

11

20

END

103

5-4-3-6．グループ実行設定
必要なシーケンスグループと、各グループ内のステップを設定したら、シーケンスプログラムのグループの実行順を設定します。
本説明は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”の②より説明をおこないます。
それ以前の操作は、“5-4-3．シーケンス波形とシーケンスプログラム設定概要”をご覧ください。
（操作手順）
1

シーケンスプログラム設定画面にて、Program Select を A－D としてください。
左図では、“シーケンスプログラム A”が選択され決定されています。

シーケンスプログラム設定画面

2

ロータリエンコーダにて、カーソルを Exec group order の 1st に移動してください。

3

3

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、1st にグループが設定可能となり
ます。

入力可能

2

4

ロータリエンコーダで、1st にシーケンスグループ 1－4 を設定してください。

5

5

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、1st のプログラムが確定しました。
左図では、1st のグループが 2 となっています。

4

6

Exec group order の 2nd－10th を、操作 2－5 と同じ方法で設定してください。
左図で、数字が入力されていないものはスキップ状態となります。
左図ではシーケンスプログラム A はグループを
2→1→2→1→2→3 の順番で実行します。

6

ESC キーを 2 回押してください。
本器はシーケンスプログラム設定を終了しメイン画面となり
ます。

6

メイン画面

104

5-4-4．シーケンス実行
設定した波形およびプログラムは、メイン画面の Seq Direct キーで表示されるシーケンス実行画面で動作できます。
（操作手順）
1

メイン画面

本器をロード オフ状態で、Seq Direct キーを押してください。

1
本器はシーケンス実行画面となります。
シーケンス実行とした場合、メイン画面にて設定されていた動作モードと C Range は、シーケンス波形およびシーケンスプログラ
ム設定のものとなります。

シーケンス実行画面
波形および、プログラムと Cycle 数選択

2

Program/Wave Direct キーを押してください。
プルダウンリストが表示されます。

4

3

ロータリエンコーダで、波形またはプログラムを選択してください。
左図では、Pulse が選択されています。

4
プルダウンリスト

3

2

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅から消灯となり、Pulse 波形が決定されました。

5

Cycle Direct キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、Cycle が入力可能となります。

7

Cycle 値は、波形およびプログラムの繰返し回数です。

6

Cycle 値を変える場合は、CURSOR キーとロータリエンコーダでおこなってください。

7

ENTER キーを押してください。
ENTE キーは緑点灯から消灯となり、Cycle 値が決定されま

入力可能状態

5

6した。
※Cycle 値を複数に設定した場合、波形およびプログラムの実行が終了し次の波形およびプログラムを実行する間、約 40ms の時間ロード オフ状態となります。

105

（操作手順）
シーケンス実行

8

本器に電力供給源から電圧を印加し、Start Direct キーを押してください。
本器ロード オンとなり、シーケンスが実行されます。
本器画面左下部には、シーケンス実行状態（RUN）が表示されます。
画面左下部は、シーケンス実行が波形とプログラムで表示内容が異なります。
波形実行の場合

波形実行表示8

実行状態（RUN）、実行波形（Pulse）が表示されます。

ロード オンプログラムの場合
実行状態（RUN）、実行プログラム（A）－実行グループ（2）－実行ステップ（15）が表示されます。
プログラム実行表示
実行一時停止と再実行

9

シーケンス実行を一時停止する場合、PAUSE Direct キーを押してください。
本器はロード オン状態で、シーケンス実行を一時停止します。
本器実行状態の表示は、“PAUSE”となります。
※波形実行にて実行一時停止とした場合、本器は波形実行を繰
返します。

10
動作状態

9

10

シーケンス実行を再開するには、Start Direct キーを押してください。

ロード オン

停止

11

シーケンス実行を終了する場合、Stop Direct キーを押してください。
本器は、ロード オフとなり、シーケンス実行を終了します。

11

ロード オフ12

シーケンス波形動作を終了する場合、ESC キーを押してください。
本器はメイン画面となります。

12

メイン画面

106

5-4-5．シーケンスプログラムの経過時間表示
シーケンスプログラムの動作中の経過時間をカウントします。STOP するとカウントも停止します。ただし、PAUSE 中はカウントしています。
1 秒単位で、最大 9999 時間 59 分 59 秒までカウントします。最大経過時間を超えた場合でも、9999 時間 59 分 59 秒表示となります。
STOP 後、再び RUN すると、再び 0 秒からカウントします。また、シーケンスプログラムの初期化、電源投入時には 0 秒となります。

シーケンス実行画面

フルスクリーン値表示107

第 6 章 IF-80GUR によるコントロール
LSA シリーズは別売オプションのコントロールボード IF-80GUR を搭載することにより、通信インタフェースとして、GP-IB、USB、および RS-232C のいずれでもコントロールすることができます。

6-1．IF-80GUR コントロールの準備
IF-80GUR により本器をコントロールする場合、IF-80GUR の設定と取付け、本器での通信インタフェースの設定が必要です。

6-1-1．IF-80GUR の取付け方法
IF-80GUR を取付ける場合、下記の手順に従って十分に注意して作業してください。
（操作手順）
1

本器は付属の AC コードを使用した場合、本器筐体は接地されます。
IF-80GUR を本器に取付ける前に、IF-80GUR のショートコネク
タ CN7 の状態を確認してください。
コネクタ CN7 にショートピンを取付けた場合、通信インタフェース（GP-IB、USB、RS-232C）の GND は筐体と接続され接地され1ます。
CN7 にショ ートピン を取付 けない場合、通信 インタフェ ース（GP-IB、USB、RS-232C）の GND はフローティング状態となります。
本器と IF-80GUR に接続されるパソコンなどの接地環境を考慮
し、CN7 にショートピンを取付けるかどうかを決めてください。
安全性を考慮した場合、パソコンなども接地したうえで CN7 に

IF-80GUR

ショートピンを取付けた状態でのご使用をお勧めします。
電源本体の電源コードを取外して電源スイッチがオフの状態で、表示部が消えていることを確認してください。

2

本体背面のブランクパネルを止めている 2 本のネジを取外してく
ださい。

2

3

3

ブランクパネルを取外します。
左図ではブランクパネルは、灰色表示されています。

4IF-80GUR を本器背面より差し込んでください。
左図のように、本器の溝に IF-80GUR の端を合わせて差し込んでください。

4

4

5

操作 2 にて取り外したネジで、IF-80GUR を本器に固定してくだ
さい。

5

108

6-1-2．通信インタフェースの選択
通信インタフェースとして、GP-IB、USB、RS-232C のいずれかを選択します。
GP-IB と USB を通信インタフェースとした場合は、PC アドレスの設定をおこなってください。
（操作手順）
1

本器がロード オフ状態で、MENU キーを押すと、本器は「メニュー画面」になります。

2

ロータリエンコーダを操作し、“External Setup”アイコンを選択し
ます。

1

3

3

Enter キーを押してください。

4

ロータリエンコーダを操作し、“Select type”を選択してください。

5

ENTER キーを押してください。プルダウンリストが表示され2ます。
“External”は外部信号コントロール選択です。
“Interface”は IF-80GUR コントロール選択です。
プルダウンリスト

5

4

7

6

ロータリエンコーダを操作し“Interface”を選択します。

7

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、本器外部コントロール方法がインタ
フェースとなりました。

6

8

ロータリエンコーダを操作し、Interface Setup の Interface にカーソルを移動してください。

9

9

ENTER キーを押してください。
ENTER キーが緑点灯となり、インタフェースのプルダウンリストが表示されます。
プルダウンリスト表示と通信インタフェースの関係は以下のとおりです。

プルダウンリスト

8

GP-IB：GP-IB

USB：USB

RS232C ：RS-232C

10

ロータリエンコーダで、通信インタフェースを選択します。

11

ENTER キーを押してください。

11
ENTER キーは消灯し、通信インタフェースが確定します。
左図では、通信インタフェースが GP-IB となっています。
10

109

（操作手順）12

通信インタフェースが GP-IB または USB の場合は PC Address
設定をおこなってください。
ロータリエンコーダで、Interface Setup の PC Address にカーソルを移動してください。

11

13

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点灯し、PC Address が入力可能状態となります。

10

左図では、通信インタフェースが GP-IB となっています。
入力可能

14

CURSOR キーとロータリエンコーダで、PC Address を入力して
ください。

15

PC Address は 1－30 の範囲で設定します。
通信インタフェースが GP-IB の場合、PC Address が GP-IB
Address となります。
14

15

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは消灯し、PC Address が確定します。
左図では、PC Address が“5”となっています。

16

ロータリエンコーダで、カーソルを External Setup のExt Control に移動します。

17

17

ENTER キーを押してください。
ENTER キーは緑点滅となり、プルダウンリストが表示されます。
“Off”は前面パネルにて設定値可変選択です。
“Ext V”は外部電圧 0V→10V にて設定値 0→定格となります。
Ext V を選択した場合、本器の設定値は以下のようになります。

16

CC モード：本器設定値は、通信インタフェースにより設定された値に外部電圧により設定された値が重プルダウンリスト

畳されたものとなります。
CC モード以外 ：本器設定値は、外部電圧により設定された値となり、通信インタフェースにより設定された値は無効となります。

18

ESC キーを 2 回押してください。
本器は Interface Setup を終了し、メイン画面となります。

18

メイン画面

110

6-2．通信インタフェースについて
6-2-1．GP-IB の使用について
本器および IF-80GUR の GP-IB インタフェースシステムは、IEEE std 488.1-1987 に準じています。

本器のインタフェース機能を以下の表に示します。
表 6-1 インタフェース機能表
機

能

サブセット

内

容

ソース･ハンドシェイク

SH1

全機能を有するアクセプタ･ハンドシェイク

AH1

全機能を有する

トーカ

T6

基本的トーカ機能、リスナ指定によるトーカ解除
機能、シリアルポール機能を有する

リスナ

L4

基本的リスナ機能、MTA 機能によるリスナ解除機能を有する

サービス･リクエスト

SR1

全機能を有する

リモート･ローカル

RL1

全機能を有する

パラレル･ポール

PP0

機能無し

デバイス･クリア

DC1

全機能を有する

デバイス･トリガ

DT0

機能無し

コントローラ

C0

機能無し

E1

オープンコレクタバスドライバを使用。
但し、EOI、DAV はステートドライバを使用

GP-IB アドレス
LCD 画面にて、GP-IB アドレスを設定します。設定可能範囲は 1－30 です。他の機器と GP-IB アドレスが重複する場合は、本器かまたは重複する機器の GP-IB アドレスの設定を変更してください｡
GP-IB アドレスのデフォルト値は、1 です。

111

クリア、リセット機能
本器はコマンドを与えたり、特定の操作をおこなうことによってクリアやリセットをかけることが可能です。
以下に各種クリア、リセットに対する応答を示します。

①

IFC（インタフェースクリア）
ユニバーサルコマンド IFC に対する応答を以下に示します。
・指定されたトーカ、リスナの状態を解除します。
・GP-IB バッファ、出力キュー、待機中のコマンドはそのまま・SRQ はそのまま
・リモート状態、LLO の設定はそのまま・パネル設定はそのまま②

DCL、SDC（デバイスクリア）
ユニバーサルコマンド DCL、アドレスコマンド SDC に対する応答を以下に示します。
・GP-IB バッファ、出力キュー、待機中のコマンドをクリアします。
・インタフェースの状態（指定されたトーカ、リスナの状態）はそのまま・SRQ はそのまま
・リモート状態、LLO の設定はそのまま・パネル設定はそのまま③*RST（リセットコマンド）共通コマンド*RST に対する応答を以下に示します。
・指定されたトーカ、リスナの状態を解除します。
・GP-IB バッファ、出力キュー、待機中のコマンドをクリアします。
・SRQ、ステータスバイト、マスク設定をクリアします。
・リモート状態、LLO の設定はそのまま・パネル設定はそのまま

④

電源再投入
電源を再投入した場合は以下の状態となります。
･指定されていたトーカ、リスナの状態は解除されます。
･GP-IB バッファ、出力キュー、待機中のコマンドをクリアします。
･SRQ、ステータスバイト、マスク設定をクリアします。
･ローカル状態とします。電源遮断前に設定されていた LLO はクリアされます。
･電源遮断時に設定されていたパネル設定は保持されます。

112

⑤

INIT（初期化コマンド および パネル初期化操作）
INIT をおこなうと以下の状態となります。
･指定されたトーカ、リスナの状態を解除します。
･GP-IB バッファ、出力キュー、待機中のコマンドをクリアします。
･SRQ、ステータスバイト、マスク設定をクリアします。
･ローカル状態とします。電源遮断前に設定されていた LLO はクリアされます。
･パネル設定は工場出荷時の状態に設定されます。
・外部より転送したシーケンスデータは全て消去されます。

リモート･ローカル機能
リモート･ローカル機能は、システム･コントローラと本器のリモート・キーにより制御されます。本器は、必ずローカル、リモートもし
くはローカル・ロックアウトを伴ったリモートのいずれかの状態にあります。以下にそれぞれの状態について記載します。

①

ローカル
次の場合にローカル状態になります。
(a) 電源スイッチを OFF にしてから再度 ON にしたとき(b) リモート・キーを押してキー内の LED が消灯したとき(c) GTL コマンドを受信したとき(d) リモート状態のときにリモート状態が解除されたとき②

リモート
REN が真で本器がリスナに指定された時、本器はリモート状態になります。このとき LCD 表示は、リモート表示になります。
リモート状態のときは電源スイッチとリモート・キー以外のパネル･キー操作は無効となります。ローカル･ロックアウトのときは電源スイッチ以外全て無効となります。

113マルチライン・メッセージ・コマンドに対する応答
下表にマルチライン・メッセージ・コマンドの種類と各々のコマンドの対応を示します。
種

類

名 称

ユニバーサル・コマンド

アドレス・コマンド

内

容

対応

DCL

GP-IB バッファをクリアする。

○

SPE

シリアル･ポーリングのステートにする。

○

SPD

シリアル･ポーリングのクリアにする。

○

PPU

パラレル･ポーリングのクリアにする。

×

LLO

全デバイスをローカル･ロックアウト状態にして手動操作を禁止する。

○

UNL

指定されたリスナを解除する。

○

UNT

指定されたトーカを解除する。

○

SDC

GP-IB バッファをクリアする。

○

PPC

パラレル･ポーリングにおいて、指定されたリスナにパラレル･ポールのライン
割り振りを可能にする。

×

GTL

指定されたデバイスをローカル状態にする。

○

GET

指定されたデバイスに対しトリガをおこす。

×

TCT

１つのシステムの中に 2 台以上のコントローラがあるとき、トーカに指定されたコントローラにシステムの主導権を持たせる。

×プログラム･メッセージ、プログラム･コード①プログラム･メッセージの形式
GP-IB インタフェースを用いて、本器を所定の状態に設定するためには、コントローラから本器にプログラム・メッセージを送信する必要があります。
プログラム・メッセージは、単独あるいは複数のプログラム・コード(コマンド)で構成します｡本器は 1 プログラム・メッセージで最大 128 バイト（デリミタを含む）までのプログラム・コードを ASCII コードで受信することができます。
複数のプログラム・コードの中に、指定外のヘッダや範囲外のパラメータがある場合は、それらの一つ前のプログラム・コードまでを実行します｡②プログラム・メッセージのターミネータ
1 回のプログラム・メッセージの区切りをあらわします。本器では以下のターミネータに対応し、CR は無視します。
1) LF
2) LF＋EOI
3) EOI
応答メッセージのセパレータ

・・・”；” （ASCII コード 3Bh）

応答メッセージのターミネータ ・・・CR+LF+EOI③プログラム・コードのセパレータ
1）プログラム・メッセージ・ユニット・セパレータ
1 度に複数のメッセージを転送する際に使用します。セミコロン“；”（ASCII コード 3Bh）を使用します。

114

6-2-2．USB の使用について
USB デリミタとコマンドのデリミタは、以下のものが有効になります。
LF+ヌルパケット、CR，LF＋ヌルパケット

USB の規格は USB2.0 フルスピード(USB1.1 準拠)を採用しています(12Mbps)。
USB のエンドポイントは 4 つです。
EP0： コントロール転送用
EP1： バルクイン転送用(PC ← 機器)、64 バイト
EP2： バルクアウト転送用(PC → 機器)、64 バイト
EP3： インタラプトイン転送用(PC ← 機器)、2 バイト
自己電源：セルフパワー動作のみ、PC 側のサスペンド時は動作不定
バスの電流使用：0mA
インタフェース数：1、コンフィギュレーション数：1
USB のアドレスとは別に機器指定用の PC アドレス(488ID)をもち 0－127 までのアドレスを設定可能(クラスリクエストにて取得)。
（株）テクシオ・テクノロジーのベンダ ID は 0x098f、プロダクト ID は 1008 を使用します。

ストリングデスクリプタは 6 種類内蔵し、ヘッダは全バイト長と 0x03 の 2 バイト、文字コードはユニコードとなるため、ASCII 変換
後にそれぞれの文字に 0x00 を 1 バイト追加されます。
0：言語コード

0x09,0x04

1：ベンダ名"TEXIO TECHNOLOGY"

2：製品名

"LSA"

3：シリアル No

未使用。常に”0”。

4：バージョン番号"1.00" フォーマットで通信部本体 ROM バージョンを表示

5：インタフェース名 "USB488"

クラスリクエストとしてはIFC 設定何もしない

SDC 設定 送信・受信メッセージバッファのクリア、実行のクリア
REN 設定 リモート設定
REN 獲得 リモート状態読出し
TRG 設定 トリガ実行設定
TRG 獲得 トリガ状態取得
CLS 設定 ステータスバイトクリア
ID 設定

PC アドレス設定変更

ID 獲得

PC アドレス確定

CAP 獲得 機能拡張データ読み出し ->不要を実装しています。

115

データ転送について(バルク転送）
USB でのデータ転送はパケット転送になりますが、GP-IB との共通化をはかるために API 側で CR(0x0d)+LF(0x0a)を必ずつけるようにプログラムを作成してください。本器側では GP-IB の EOI と同等の状態をあらわす方法としてパケット長 0 のヌルパケットを使用しています。

転送するデータについて
バルク転送にて受け取ったデータは RS-232C、GP-IB ともリングバッファに入れられコマンド解析、パラメータ解析、コマンド実行、応答発行が順次おこなわれる構成でインタフェースによる差を考慮しないように対応しています。

6-2-3．RS-232C について
IF-80GUR の RS-232C コネクタは RJ-11（電話用モジュラー）を使用しています。
RS-232C の接続は、別売モジュラーケーブル（CB-0603S、CB-0615S、CB-0630S）と別売 D-Sub-モジュラー変換コネクタ（TA-66）を使用してください。

PC/シーケンサ
TA-66
モジュラーケーブル
CB-06xxS

D-Sub-モジュラー変換コネクタ

図 6-1

D-Sub-モジュラー変換コネクタ（TA-66）の配線は、以下のとおりです。

TA-66

RJ-11 側ピン配置図

ピン No.

IF-80GUR
信号名

RJ-11-D-Sub
配線状態

2
5

TxD
RxD

⇔
⇔

4

S GND

⇔

1

F GND

⇔

D-Sub 側PC / シーケンサ側
信号名
配線状態
DCD：6、7 に接続
RxD
TxD
DTR：8 に接続
S GND
DSR：1、7 に接続
RTS：1、6 に接続
CB：4 に接続
RI
F GND

ピン No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CASE

通信スピードは標準を 57600bps とし、データ長 8 ビット、ストップビット 1、パリティなしとします。
通信フォーマットは GP-IB に準じます。SRQ に準じるものはありません。

116

ピン配置図

6-3．インタフェースコマンドについて
6-3-1．インタフェースコマンド一覧
6-3-1-1．本器設定・操作コマンド
コマンド

説明

クエリ

掲載ページ

MODE {CC|CR|CREX|CP|CVCC|CVCR}

動作モードを設定します。

あり

120

COND[：CR]

CR モードのコンダクタンス値を設定します。

あり

120

RESI[：CR]

CR モードの抵抗値を設定します。

あり

120

CURR[：CC]

電流値を設定します。

あり

120

POW[：CP]

電力値を設定します。

あり

120

VOLT：CVCC

CVCC モードの電圧値を設定します。

あり

121

VOLT：CVCR

CVCR モードの電圧値を設定します。

あり

121

COND：CVCR

CVCR モードのコンダクタンス値を設定します。

あり

121

RESI：CVCR

CVCR モードの抵抗値を設定します。

あり

121

CURR：CVCC

CVCC モードの電流リミット値を設定します。

あり

121

CVP {P1|P2|P3|P4|P5}

CV モードのレスポンスを設定します。

あり

121

CURR：PROT

過電流保護レベルを設定します。

あり

122

CURR：PROT：ACT {LIM | TRIP}

過電流が発生したときの LOAD OFF／電流値の制限を設定
します。

あり

122

POW：PROT

過電力保護レベルを設定します。

あり

122

POW：PROT：ACT {LIM | TRIP}

過電力が発生したときの LOAD OFF／電力値の制限を設定
します。

あり

122

VOLT：PROT：UND

低電圧保護レベルを設定します。

あり

122

PULS：MAIN：COND

スイッチングモードのメインコンダクタンス値を設定します。

あり

123

PULS：SUB：COND

スイッチングモードのサブコンダクタンス値を設定します。

あり

123

PULS：MAIN：RESI

スイッチングモードのメイン抵抗値を設定します。

あり

123

PULS：SUB：RESI

スイッチングモードのサブ抵抗値を設定します。

あり

123

PULS：MAIN：CURR

スイッチングモードのメイン電流値を設定します。

あり

123

PULS：SUB：CURR

スイッチングモードのサブ電流値を設定します。

あり

123

PULS：MAIN：POW

スイッチングモードのメイン電力値を設定します。

あり

123

PULS：SUB：POW

スイッチングモードのサブ電力値を設定します。

あり

124

PULS：MAIN：VOLT

スイッチングモードのメイン電圧値を設定します。

あり

124

PULS：SUB：VOLT

スイッチングモードのサブ電圧値を設定します。

あり

124

PULS：DCYC

スイッチング Duty を設定します。

あり

124

PULS：FREQ

あり

124

PULS：SLEW

スイッチング周波数を設定します。
スイッチングモードの電流スルーレート値を設定します。

あり

124

PULS：TA

スイッチングメイン時間を設定します。

あり

124

PULS：TB

スイッチングサブ時間を設定します。

あり

124

PULS {OFF|ON|MAIN|SUB}

スイッチングモードの OFF/ON、MAIN/SUB を設定します。

あり

124

PULS：DISP {0|1}

スイッチングモードの表示内容を指定します。

あり

125

PULS：TYPE {F|T|E}

スイッチング設定の Freq,Duty/時間設定/外部を切替えます。

あり

125

CURR：RANG {L|M|H}

電流のレンジを設定します。

あり

125

VOLT：RANG {L|H}

電圧のレンジを設定します。

あり

125

PRES：REC {1|2|3|4}

プリセットメモリから設定をリコールします。

あり

125

PRES：STOR {1|2|3|4}

プリセットメモリに設定をストアします。

N/A

125

SST：TIME {1m|2m|5m|10m|20m|50m|100m|200m}

ソフトスタート時間を設定します。

あり

125

SST：VOLT

ソフトスタート動作電圧を設定します。

あり

125

EXT {OFF|V}

外部電圧コントロール、重畳機能の OFF/ON を設定します。

あり

126

INP {OFF|ON}

あり

126

RESP {SLOW|FAST}

LOAD OFF/ON を設定します。
電子負荷の応答速度の設定と問合せをします。

あり

126

SENS {INT|EXT}

電圧センシングの内部／外部を切替えます。

あり

126

TIMER ｛NONE|OFF|ON｝,****-**-**

自動 LOAD NONE／OFF／ON と時間設定をします。

あり

126

BIASV

0V 用電源の設定と問合せをします。

あり

126

117

6-3-1-2．測定コマンド
コマンド

説明

クエリ

掲載ページ

MEAS：CURR?

測定電流値を読み取ります。

クエリのみ

126

MEAS：POW?

測定電力値を読み取ります。

クエリのみ

126

MEAS：VOLT?

測定電圧値を読み取ります。

クエリのみ

126

6-3-1-3．その他のコマンド
コマンド

説明

クエリ

掲載ページ

BUZZ {OFF|ON}

ブザー設定の OFF／ON を設定します。

あり

133

CONFIG：SAVE

各種設定状態を本器に書き込みます。

N/A

133

DISP {NOM|ZOOM}

大画面表示にします。

あり

133

ESC

プロテクトを解除します。

なし

133

INIT

設定情報を工場出荷状態に戻します。

なし

133

SYST：SET {LOC|REM|LLO}

ローカル／リモートを切替えます。
設定コマンドは USB/RS-232C のみ。
クエリコマンドは GP-IB/USB/RS-232C で対応。

あり

133

コマンド

説明

クエリ

掲載ページ

*CLS

ステータスレジスタをクリアします。

N/A

131

*ESE

標準イベントステータスイネーブルレジスタを設定します。

あり

130

*ESR?

標準イベントステータスレジスタを問合せます。

クエリのみ

130

*IDN?

機種 ID を問合せます。

クエリのみ

133

*OPC

全ての操作が終了したときに、標準イベントステータスレジス
タの操作終了ビットが設定されます。

あり

130

*RST

リセット。

N/A

133

*SRE

サービスリクエストイネーブルレジスタを設定します。

あり

131

*STB?

ステータスバイトを読み取ります。

クエリのみ

131

*TST?

常に”0”を返します。

クエリのみ

130

クエリ

掲載ページ

クエリのみ

128

6-3-1-4．IEEE 488.2 共通コマンド

6-3-1-5．SCPI ステータスレジスタコマンド
コマンド

説明

STAT：OPER：COND?

OPERation ステータスレジスタの状態。

STAT：OPER：ENAB

OPERation ステータスレジスタのイネーブル。

あり

128

STAT：OPER：EVEN?

OPERation ステータスレジスタのイベント。

クエリのみ

128

STAT：QUES：COND?

QUEStionable ステータスレジスタの状態。

クエリのみ

129

STAT：QUES：ENAB

QUEStionable ステータスレジスタのイネーブル。

あり

129

STAT：QUES：EVEN?

QUEStionable ステータスレジスタのイベント。

クエリのみ

129

118

6-3-1-6．シーケンスコマンド
コマンド

説明

クエリ

掲載ページ

PROG：GROUP

シーケンスグループの指定。

あり

134

PROG：MODE {CC|CR|CP|CVCC|CVCR|CREX}

シーケンスグループのモードの設定。

あり

134

PROG：LINP {OFF|ON}

終了後のロード ON/OFF の設定。

あり

134

PROG：NCYC

グループ繰返し回数の設定。

あり

134

PROG：LVAL

終了後のリファレンス値の設定。

あり

134

PROG：CRAN

電流レンジの設定。

あり

134

PROG：VRAN

電圧レンジの設定。

あり

134

PROG：COND：CVCR

CVCR モードのコンダクタンス値の設定。

あり

134

PROG：RESI：CVCR

CVCR モードの抵抗値の設定。

あり

134

PROG：CURR：CVCC

CVCC モードの電流リミット値の設定。

あり

135

PROG：BRANI

電流条件分岐設定。

あり

135

PROG：BRANV

電圧条件分岐設定。

あり

135

PROG：BRANT

時間条件分岐設定。

あり

135

PROG：ADD

ステップ追加。

N/A

135

PROG：BEHAVE

ステップの動作状態設定。

あり

136

PROG：DEL

ステップ削除。

N/A

136

PROG：DEL：ALL

グループ全ステップ削除。

N/A

136

PROG：EDIT

ステップ設定編集。

あり

136

PROG：INS

ステップ挿入（ステップ番号指定）。

N/A

136

PROG：WAVE

ステップ内の波形情報編集。

あり

137

PROG：MS

シーケンスプログラム実行番号の指定。

あり

138

PROG：MS：NCYC

プログラム実行繰返し回数の設定。

あり

138

PROG：MS：ORDE

プログラム内のグループ実行順序の設定。

あり

138

PROG：PG：WAVE

波形情報編集。

あり

139

PROG {OFF|ON｝

シーケンスモード OFF／ON。

あり

140

PROG：CLE

シーケンスグループの初期化。

N/A

140

PROG：COUN?

ステップ数応答。

クエリのみ

140

PROG：COUN：ALL?

全ステップ数応答（6 個の波形も含む）。

クエリのみ

140

PROG：LOAD

シーケンスデータ読み出し。

N/A

140

PROG：SAVE

シーケンスデータ保存。

N/A

140

PROG：STAT {RUN|STOP|PAUS|CONT}

シーケンスグループの実行または動作状態の変更。

あり

140

PROG：TIMER?

シーケンスプログラムの経過時間の応答。

クエリのみ

140

119

6-3-2．インタフェースコマンド詳細
・大文字/小文字の区別はありません。
・< >、{ }で囲まれた表示はパラメータ（設定値）です。但し<SP>は例外で、半角スペースを意味します。
・コマンドとパラメータの間は、少なくとも一文字分のスペース<SP>を入れてください。
・浮動少数点のパラメータは指数表記も受付けます。
・[ ] は省略可能を示します。（例：CURR[：CC]、COND[：CR]、RESI[：CR]、POW[：CP]）・浮動少数点のパラメータの有効桁数は、LCD 設定表示桁数です。

6-3-2-1．動作モードの設定コマンド
MODE
説明：動作モードの設定と問合せをします。
設定コマンド： MODE<SP>{CC|CR|CREX|CP|CVCC|CVCR}
クエリコマンド： MODE?
使用例） MODE<SP>CC※パラメータ CR は CRx1 モード、CREX は CRx10 モードです。

6-3-2-2．設定値の入力コマンド
COND[：CR]
説明：CR モードでのコンダクタンス値の設定と問合せをします。
設定コマンド： COND<SP><conductance>
クエリコマンド： COND?
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、コンダクタンス値の小さい方のステップ値に丸められます。
単位：S(ジーメンス)
使用例） COND<SP>2.5
RESI[：CR]
説明：CR モードでの抵抗値の設定と問合せをします。
設定コマンド： RESI<SP><resistor>
クエリコマンド： RESI?
単位：Ω
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、抵抗値の大きい方のステップ値に丸められます。
使用例） RESI<SP>2.5
CURR[：CC]
説明：CC モードでの電流値の設定と問合せをします。
設定コマンド： CURR<SP><current>
クエリコマンド： CURR?
単位：A
使用例） CURR<SP>2.5
POW[：CP]
説明：CP モードでの電力値の設定と問合せをします。
設定コマンド： POW<SP><power>
クエリコマンド： POW?
単位：W
使用例） POW<SP>2.5

120

VOLT：CVCC
説明：CVCC モードでの電圧値の設定と問合せをします。
設定コマンド： VOLT：CVCC<SP><voltage>
クエリコマンド： VOLT：CVCC?
単位：V
使用例） VOLT：CVCC<SP>2.5
VOLT：CVCR
説明：CVCR モードでの電圧値の設定と問合せをします。
設定コマンド： VOLT：CVCR<SP><voltage>
クエリコマンド： VOLT：CVCR?
単位：V
使用例） VOLT：CVCR<SP>2.5
COND：CVCR
説明：CVCR モードでのコンダクタンス値の設定と問合せをします。
設定コマンド： COND：CVCR<SP><conductance>
クエリコマンド： COND：CVCR?
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、コンダクタンス値の小さい方のステップ値に丸められます。
単位：S(ジーメンス)
使用例） COND：CVCR<SP>2.5
RESI：CVCR
説明：CVCR モードでの抵抗値の設定と問合せをします。
設定コマンド： RESI：CVCR<SP><resistor>
クエリコマンド： RESI：CVCR?
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、抵抗値の大きい方のステップ値に丸められます。
単位：Ω
使用例） RESI：CVCR<SP>2.5
CURR：CVCC
説明：CVCC モードでの電流値の設定と問合せをします。
設定コマンド： CURR：CVCC<SP><current>
クエリコマンド： CURR：CVCC?
単位：A
使用例） CURR：CVCC<SP>2.5
CVP
説明：CV モード時の応答パラメータの設定と問合せをします。
設定コマンド： CVP<SP>{P1|P2|P3|P4|P5}
クエリコマンド： CVP?
使用例） CVP<SP>P3

121

6-3-2-3．プロテクト・リミットの設定コマンド
CURR：PROT
説明：過電流保護の設定と問合せをします。
設定コマンド： CURR：PROT<SP><value>
クエリコマンド： CURR：PROT?
単位：A
使用例） CURR：PROT<SP>10.5
CURR：PROT：ACT
説明：過電流が発生した場合の動作の設定と問合せをします。
設定コマンド： CURR：PROT：ACT<SP>{LIM|TRIP}
クエリコマンド： CURR：PROT：ACT?
使用例） CURR：PROT：ACT<SP>LIM
POW：PROT
説明：過電力保護の設定と問合せをします。
設定コマンド： POW：PROT<SP><value>
クエリコマンド： POW：PROT?
単位：W
使用例） POW：PROT<SP>20.5
POW：PROT：ACT
説明：過電力が発生した場合の動作の設定と問合せをします。
設定コマンド： POW：PROT：ACT<SP>{LIM|TRIP}
クエリコマンド： POW：PROT：ACT?
使用例） POW：PROT：ACT<SP>TRIP
VOLT：PROT：UND
説明：低電圧保護の設定と問合せをします。
設定コマンド： VOLT：PROT：UND<SP><voltage>
クエリコマンド： VOLT：PROT：UND?
<voltage>：OFF、-0.5V － 150V、分解能は 0.01V
単位：V
使用例） VOLT：PROT：UND <SP>7.50

122

6-3-2-4．スイッチング機能の設定コマンド
PULS：MAIN：COND
説明：スイッチングモードのメインコンダクタンス値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：MAIN：COND<SP><conductance>
クエリコマンド： PULS：MAIN：COND?
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、コンダクタンス値の小さい方のステップ値に丸められます。
単位：S(ジーメンス)
使用例） PULS：MAIN：COND <SP>2.5
PULS：SUB：COND
説明：スイッチングモードのサブコンダクタンス値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：SUB：COND<SP><conductance>
クエリコマンド： PULS：SUB：COND?
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、コンダクタンス値の小さい方のステップ値に丸められます。
単位：S(ジーメンス)
使用例） PULS：SUB：COND <SP>2.5
PULS：MAIN：RESI
説明：スイッチングモードのメイン抵抗値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：MAIN：RESI <SP><resistor>
クエリコマンド： PULS：MAIN：RESI?
単位：Ω
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、抵抗値の大きい方のステップ値に丸められます。
使用例） PULS：MAIN：RESI <SP>2.5
PULS：SUB：RESI
説明：スイッチングモードのサブ抵抗値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：SUB：RESI <SP><resistor>
クエリコマンド： PULS：SUB：RESI?
単位：Ω
※設定値ステップの中間値を送信した場合は、抵抗値の大きい方のステップ値に丸められます。
使用例） PULS：SUB：RESI <SP>2.5
PULS：MAIN：CURR
説明：スイッチングモードのメイン電流値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：MAIN：CURR<SP><current>
クエリコマンド： PULS：MAIN：CURR?
単位：A
使用例） PULS：MAIN：CURR<SP>2.5
PULS：SUB：CURR
説明：スイッチングモードのサブ電流値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：SUB：CURR<SP><current>
クエリコマンド： PULS：SUB：CURR?
単位：A
使用例） PULS：SUB：CURR<SP>2.5
PULS：MAIN：POW
説明：スイッチングモードのメイン電力値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：MAIN：POW <SP><power>
クエリコマンド： PULS：MAIN：POW?
単位：W
使用例） PULS：MAIN：POW <SP>2.5

123

PULS：SUB：POW
説明：スイッチングモードのサブ電力値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：SUB：POW <SP><power>
クエリコマンド： PULS：SUB：POW?
単位：W
使用例） PULS：SUB：POW <SP>2.5
PULS：MAIN：VOLT
説明：スイッチングモードのメイン電圧値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：MAIN：VOLT <SP><voltage>
クエリコマンド： PULS：MAIN：VOLT?
単位：V
使用例） PULS：MAIN：VOLT <SP>2.5
PULS：SUB：VOLT
説明：スイッチングモードのサブ電圧値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：SUB：VOLT <SP><voltage>
クエリコマンド： PULS：SUB：VOLT?
単位：V
使用例） PULS：SUB：VOLT <SP>2.5
PULS：DCYC
説明：スイッチングモードのデュティーの設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：DCYC<SP><value>
クエリコマンド： PULS：DCYC?
単位：%
PULS：FREQ
説明：スイッチングモードの周波数の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：FREQ<SP><value>
クエリコマンド： PULS：FREQ?
単位：Hz
使用例） PULS：FREQ<SP>5000
PULS：SLEW
説明：スイッチングモードの電流スルーレート値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：SLEW <SP><slew>
クエリコマンド：PULS：SLEW?
単位：A/μs使用例） PULS：SLEW<SP>1.5
PULS：TA
説明：スイッチングモードのメイン時間の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：TA<SP><value>
クエリコマンド： PULS：TA?
単位：s(秒)使用例） PULS：TA<SP>0.0005
PULS：TB
説明：スイッチングモードのサブ時間の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：TB<SP><value>
クエリコマンド： PULS：TB?
単位：s(秒)使用例） PULS：TB<SP>0.002
PULS
説明：スイッチングモードの設定、メイン・サブ設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS<SP>{OFF|ON|MAIN|SUB}
クエリコマンド： PULS?
使用例） PULS<SP>ON124

PULS：DISP
説明：スイッチングモードの表示内容の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：DISP<SP>{0|1}
クエリコマンド： PULS：DISP?
使用例） PULS：DISP<SP>1※0：スルーレート、周波数とデューティ(あるいは時間)などを表示します。
1：各モードの設定値を表示します。
PULS：TYPE
説明：スイッチングモードの周波数・デュティー(F)／時間(T)／外部(E)の設定と問合せをします。
設定コマンド： PULS：TYPE<SP>{F|T|E}
クエリコマンド： PULS：TYPE?
使用例） PULS：TYPE<SP>T

6-3-2-5．電流レンジの設定コマンド
CURR：RANG
説明：電流設定レンジの設定と問合せをします。
設定コマンド： CURR：RANG<SP>{L|H}
クエリコマンド： CURR：RANG?
使用例） CURR：RANG<SP>H
VOLT：RANG
説明：電圧設定レンジの設定と問合せをします。
設定コマンド： VOLT：RANG<SP>{L|H}
クエリコマンド： VOLT：RANG?
使用例） VOLT：RANG<SP>L

6-3-2-6．プリセット機能の設定コマンド
PRES：REC
説明：プリセットメモリから設定をリコールします。
設定コマンド： PRES：REC<SP>{1|2|3|4}
クエリコマンド： PRES：REC?
使用例） PRES：REC<SP>1
PRES：STOR
説明：プリセットメモリに設定をストアします。
設定コマンド： PRES：STOR<SP>{1|2|3|4}
使用例） PRES：STOR<SP>1

6-3-2-7．ソフトスタート機能の設定コマンド
SST：TIME
説明：ソフトスタート時間の設定と問合せをします。
設定コマンド： SST：TIME<SP>{1m|2m|5m|10m|20m|50m|100m|200m}
クエリコマンド： SST：TIME?
単位：sec使用例） SST：TIME<SP>1m
SST：VOLT
説明：ソフトスタート動作電圧の設定と問合せをします。
設定コマンド： SST：VOLT<SP><voltage>
クエリコマンド： SST：VOLT?
<voltage>：OFF、-0.5V － 150V、分解能は 0.01V
単位：V
使用例） SST：VOLT<SP>10.0

125

6-3-2-8．入力状態の設定コマンド
EXT
説明：外部電圧コントロール、重畳機能の ON/OFF 切替えの設定と問合せをします。
設定コマンド： EXT<SP>{OFF|V}
クエリコマンド： EXT?
使用例） EXT<SP>V
INP
説明：LOAD ON/OFF の設定と問合せをします。
設定コマンド： INP<SP>{OFF|ON}
クエリコマンド： INP?
使用例） INP<SP>ON
RESP
説明：電子負荷の応答速度の設定と問合せをします。
設定コマンド： RESP<SP>{SLOW|FAST}
クエリコマンド： RESP?
使用例） RESP<SP>SLOW
SENS
説明：電圧センシング内部／外部の切替えの設定と問合せをします。
設定コマンド： SENS<SP>{INT|EXT}
クエリコマンド： SENS?
使用例） SENS<SP>EXT
TIMER
説明：自動 LOAD 機能の ON/OFF の時間の設定と問合せをします。
設定コマンド： TIMER ｛NONE|OFF|ON｝,<time>※<time>のフォーマットは、時-分-秒とハイフンで区切ります。
クエリコマンド： TIMER?
使用例） TIMER<SP>ON,1-12-30
BIASV
説明：0V 用電源の設定と問合せをします。
設定コマンド：BIASV<SP><voltage>
クエリコマンド：BIASV?
<voltage>：OFF、0V － 1.5V、分解能は 0.05V
単位：V

6-3-2-9．測定コマンド
MEAS：CURR?
説明：測定電流値を読み取ります。
クエリコマンド： MEAS：CURR?
単位： A
応答例） 0.000
MEAS：POW?
説明：測定電力値を読み取ります。
クエリコマンド： MEAS：POW?
単位： W
応答例） 0.000
MEAS：VOLT?
説明：測定電圧値を読み取ります。
クエリコマンド： MEAS：VOLT?
単位： V
応答例） 0.0001266-3-2-10.ステータスレポート
Questionable Condition
Condition
LSB

Enable

Event

0

UVP

UVP

OCP

1

OCP

OCP

OPP

2

OPP

OPP

OHA

3

OHA

OHA

REVA

4

REVA

REVA

OCA

5

OCA

OCA

OVA

6

OVA

OVA

OCL

7

OCL

OCL

OPL

8

OPL

OPL

+CC

9

+CC

+CC

+CR
EXTA
NOT USED

10

+CR

+CR

11

EXTA

EXTA

NOT USED

12

0

0

0

NOT USED

13

0

0

0

NOT USED

14

0

0

0

NOT USEDMSB 15

0

0

0

UVP

OR

Output Queue

Event
0

OPC

NOT USED

1

0

Query Error

2

QYE

Device Dependant Error 3

DDE

Execution Error

4

EXE

Command Error

5

CME

User Request

6

URQ

NOT USED

70

Operation Complete

0

NOT USED

00

1

NOT USED002

Questionable Summary

0

0

3

Message Available

QUE

4Standard Event Summary

MAV

5
6

Enable7

Operational Summary

OR

ESB
RQS
MSS

0

OPR

Service Request
Positive Logic:
0 = No Event
1 = Event occured0

Enable

Event

0

CC

CC

CR

1

CRx1

CR

CP

2

CP

CP

NOT USED

3

CRx10

CRx10

NOT USED

4

0

0

CVCC

5

CVCC

CVCC

CVCR

6

CVCR

CVCR

SW

7

SW

NOT USED

8

0

SEQ

9

SEQ

NOT USED

10

0

0

0

NOT USED

11

0

0

0

NOT USED

12

0

0

0

NOT USED

13

0

0

0

NOT USED

14

0

0

0

NOT USEDMSB 15

0

0

0

CC

LSB

OR

0

Operational Condition
Condition

ServiceRequestEnableNOT USEDLSBStandard Event Status
LSB

Status
Byte

OR

SW
0

0
SEQ

127

6-3-2-11．OPERation ステータスレジスタ
主にこのレジスタは、動作状態を示します。
ビット

ビットの重み

ビット名

説明

0
1
2
3
4
5
6

1
2
4
8
16
32
64

CC
CRx1
CP
CRx10
NOT USED
CVCC
CVCR

CC モードのとき 1
CRx1 モードのとき 1
CP モードのとき 1
CRx10 モードのとき 1
未使用
CVCC モードのとき 1
CVCR モードのとき 1

7
8
9
10
11
12
13
14
15

128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768

SW
NOT USEDSEQNOT USEDNOT USEDNOT USEDNOT USEDNOT USEDNOT USED

スイッチングモードのとき 1
未使用
シーケンスモードのとき 1
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
常に 0

STAT：OPER：COND?
説明：OPERation ステータスレジスタの状態の値を読み取ります。
返される<value>は、全てのイベントビットの合計をあらわす 10 進数です。
STAT：OPER：ENAB
説明：OPERation ステータスレジスタのイネーブルの設定をします。
<value>は、全てのイネーブルビットの合計をあらわす 10 進数です。
STAT：OPER：ENAB?
説明：OPERation ステータスレジスタのイネーブルの設定の問合せをします。
<value>は、全てのイネーブルビットの合計をあらわす 10 進数です。
STAT：OPER：EVEN?
説明：OPERation ステータスレジスタのイベントの値を読み取ります。
返される<value>は、全てのイベントビットの合計をあらわす 10 進数です。

128

6-3-2-12．QUEStionable ステータスレジスタ
主にこのレジスタは、エラー状態を示します。
ビット

ビットの重み

ビット名

説明

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768

UVP
OCP
OPP
OHA
REVA
OCA
OVA
OCL
OPL
+CC(CVCC)+CR(CVCR)EXTA
NOT USEDNOT USEDNOT USEDNOT USED

低電圧プロテクト
過電流プロテクト
過電力プロテクト
過熱アラーム
逆接続アラーム
過電流アラーム
過電圧アラーム
過電流リミット
過電力リミット
CVCC モード時の CC リミット
CVCR モード時の CR リミット
外部アラーム
未使用
未使用
未使用
常に 0

STAT：QUES：COND?
説明：QUEStionable ステータスレジスタの状態の値を読み取ります。
返される<value>は、全てのイベントビットの合計をあらわす 10 進数です。
STAT：QUES：ENAB
説明：QUEStionable ステータスレジスタのイネーブルの設定をします。
<value>は、全てのイネーブルビットの合計をあらわす 10 進数です。
STAT：QUES：ENAB?
説明：QUEStionable ステータスレジスタのイネーブルの設定の問合せをします。
返される<value>は、全てのイネーブルビットの合計をあらわす 10 進数です。
STAT：QUES：EVEN?
説明：QUEStionable ステータスレジスタのイベントの値を読み取ります。
返される<value>は、全てのイベントビットの合計をあらわす 10 進数です。

129

6-3-2-13．標準イベントステータスレジスタ*ESE、*ESE?、*ESR?によってコントロールされます。
ビット

ビットの重み

ビット名

説明

0

1

OPC

動作完了

1

2

-

未使用

2

4

QYE

クエリーエラー

3

8

DDE

デバイス依存エラー

4

16

EXE

実行エラー

5

32

CME

コマンドエラー

6

64

URQ

ユーザーリクエスト

7

128

-

未使用

*ESE
説明：標準イベントステータスイネーブルレジスタを設定と問合せをします。
設定コマンド： *ESE<SP><value>※<value>は、全てのイネーブルビットの合計をあらわす 10 進数です。
クエリコマンド： *ESE?
使用例： *ESE<SP>16
応答例： 16*ESR?
説明：標準イベントステータスを問合せます。
クエリコマンド： *ESR?
※イベント値を読み取った後は、ビットはクリアされます。
応答例： 32*OPC
説明：標準イベントステータスレジスタの OPC ビットをセットします。
※“*OPC?”を送信すると、出力キューに 1 を返します。
*TST?
説明：常に出力キューに 0 を返します。

130

6-3-2-14．ステータスバイトレジスタとサービスリクエスト
ステータスバイトビット

ビットの重み

ビット名

説明

0

1

BSY

動作状態 1：実行中

1

2

0

未使用

2

4

SYS

システムエラー エラーキュー内メッセージ有効

3

8

QUE

エラーサマリー

4

16

MAV

出力キュー内メッセージ有効

5

32

ESB

標準イベントサマリー

664

SRQ/RQS/MSS

サービスリクエスト

7

128

OPR

動作サマリー

0：準備完了*SRE
説明：サービスリクエストイネーブルレジスタを設定、問合せをします。
設定コマンド： *SRE<SP><value>※<value>は、全てのイネーブルビットの合計をあらわす 10 進数です。
クエリコマンド： *SRE?
※返される<value>は、全てのイベントビットの合計をあらわす 10 進数です。
使用例： *SRE<SP>48※48(10 進数、→00110000(2 進数))なので、MAV と ESB をイネーブルにしています。
応答例： 48※本コマンドによるマスク設定は、次に設定を変更するか、電源を遮断するまで有効です。
電源投入時は、それまでの設定にかかわらず、全てマスクした状態で設定されます。
MAV（メッセージ・アベイラブル） ：出力キューにメッセージがあることを示します。
ESB（イベント・サマリ・ビット） ：標準イベントステータスレジスタにイベントが発生したことを示します。
RQS（リクエスト・サービス）：サービスリクエストが発生したことを示します。このビットはマスクできません。
(0 に設定しても無視され、1 として扱われます。)*STB?
説明：ステータスバイトと MSS の読み出しをおこないます。
※返される値は、全てのイベントビットの合計をあらわす 10 進数です。
エリコマンド： *STB?
応答例： 32※応答する項目は、*SRE コマンドで設定されたビットのみです。
本コマンドで問合せてもステータスバイトレジスタはクリアされません。
MAV（メッセージ・アベイラブル） ：出力キューにメッセージがあることを示します。
ESB（イベント・サマリ・ビット） ：標準イベントステータスレジスタにイベントが発生したことを示します。
RQS（リクエスト・サービス）／MSS（マスタ･ステータス･サマリ）：ステータスバイトのうち、当ビット(d6)を除いたビットとサービスリクエストイネーブルレジスタの論理積が 1 のときに MSS が 1 にセットされます。RQS は MSS が 1 になったときに 1 にセットされ、MSS がクリアされたとき、もしくはシリアルポールされたときにクリアされます。
※STB コマンドで問合せてもステータスバイトレジスタはクリアされません。
*CLS
説明：全てのイベントレジスタと保存されたエラーメッセージを消去します。
設定コマンド： *CLS
※ステータスバイト、イベントレジスタのマスク
ステータスバイト、および各イベントレジスタの中で、SRQ の要因にしたくないビットがある場合は*SRE コマンド、*ESE コマ
ンドを使用してマスクの設定をおこなうことができます。

131

6-3-2-15．ステータスレポート補足説明
本器では、シリアルポールによるサービス要求を発行し、ステータスレポートを出力する機能を有します。ステータスの概要は下図のようになります。コントローラ側はサービス要求を検出した際に、ステータスバイトを読込み、その内容に応じた処理をおこなう必要があります。電源投入時には、全てのステータスはマスクされた状態にあります。
※SRQ は GP-IB だけの機能です。

ステータスバイトの動作について
何らかのイベントが発生して、ステータスバイトのいずれかのビットが 1 になったとき、ビット 6 が 1 にセットされ、サービスリクエスト（SRQ）が発行されます。本器において SRQ の要因になりうるステータスビットは以下の 2 種類があります。
ESB：標準イベントレジスタ

MAV：メッセージ・アベイラブル

ステータスバイトの読み出し方法
コントローラからステータスバイトを読み出すには次の 2 とおりの方法があります。
１） *STB?クエリによる問合せ“*STB?”で問合せた場合のビット 6 は MSS を読み出します。読み出した後はステータスバイトのどのビットもクリアしません。
シリアルポール
シリアルポールを実行した場合のビット 6 は RQS を読み出します。読み出した後は RQS のみクリアします。

ステータスバイトのクリア
ステータスバイトを直接クリアすることはできません。クリアするにはステータスバイトの要因となったイベントレジスタなどをクリアする必要があります。

ESB が発生した場合
ESB の場合は*ESR?で問合せをすると、標準イベントレジスタを読み出した後に全ビットをクリアします。
*CLS コマンドを受信した場合
本器は*CLS コマンドを受信したときは標準イベントレジスタの内容をクリアします。
→１）、２）いずれの場合もイベントレジスタの内容がクリアされ、その結果ステータスバイトの該当するビットがクリアされます。
MAV が発生した場合
出力キューを全て読み出すことで MAV ビットはクリアされます。出力キューは*CLS コマンドではクリアされませんが、プログラム
メッセージターミネータの直後に*CLS コマンドを受信した場合は出力キューもクリアされます。
イベントレジスタ、およびＭＡＶがクリアされればビット 6 の MSS がクリアされます。

132

6-3-2-16．その他のコマンド
BUZZ
説明：ブザー設定の ON/OFF の設定と問合せをします。
設定コマンド： BUZZ<SP>{OFF|ON}
クエリコマンド： BUZZ?
使用例） BUZZ<SP>ONCONFIG：SAVE
説明：各種設定状態を本器に書き込みます。
設定コマンド： CONFIG：SAVE
使用例） CONFIG：SAVE
DISP
説明：パネルを大画面表示にします。
設定コマンド： DISP<SP>{NOM|ZOOM}
クエリコマンド： DISP?
使用例） DISP<SP>ZOOM
ESC
説明：プロテクトを解除します。
設定コマンド： ESC
使用例） ESCINIT
説明：設定情報を工場出荷状態に戻します。
設定コマンド： INIT
使用例） INIT
SYST：SET
説明：GP-IB 以外では、ローカル／リモート／ローカル・ロックアウトの設定と問合せをします。
※GP-IB ではクエリのみ有効
設定コマンド： SYST：SET<SP>{LOC|REM|LLO}
クエリコマンド： SYST：SET?
使用例） SYST：SET<SP>LLO*IDN?
説明：メーカー名、モデル、シリアル番号、ROM バージョンを問合せます。
クエリコマンド： *IDN?
応答： co,obid,0,ver
co： 会社名で、TEXIO TECHNOLOGY となります。
obid： 機種名で LSA-****
0： 常に”0”ver： ROM バージョン
CPU1/CPU2/CPU3/CPU4
応答例：LSA-165 で、CPU1/CPU2/CPU3/CPU4 の ROM バージョンが 1.00 の場合
TEXIO TECHNOLOGY, LSA-165,0,1.00/1.00/1.00/1.00*RST
説明：通信バッファ、出力キュー、待機中のコマンドをクリアします。
SRQ、ステータスバイト、マスク設定をクリアします。
設定コマンド： *RST

133

6-3-2-17．シーケンスコマンド詳細
PROG：GROUP
説明：シーケンスグループの番号を指定します。グループ番号を選択すると以降のシーケンス関連のコマンドは、その選択されたシーケンスグループに関する設定となります。
設定コマンド： PROG：GROUP<SP><value>使用例） PROG：GROUP<SP>1※<value >は１－4 の整数です。
PROG：MODE
説明：選択したシーケンスグループのモードの設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：MODE<SP>{CC|CR|CP|CVCC|CVCR|CREX}
クエリコマンド： PROG：MODE?
使用例） PROG：MODE<SP>CR※パラメータ CR は CRx1 モード、CREX は CRｘ10 モードです。
PROG：LINP
説明：シーケンス終了後のロード ON/OFF の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：LINP<SP>{OFF|ON}
クエリコマンド： PROG：LINP?
使用例） PROG：LINP<SP>OFF
PROG：NCYC
説明：選択したシーケンスグループの実行回数の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：NCYC<SP><value>
クエリコマンド： PROG：NCYC?
※<value>=”INF”のとき、無限回とします。<value>が 1－9999 以外だと実行エラーになります。
使用例） PROG：NCYC<SP>3
PROG：LVAL
説明：シーケンス終了後のリファレンス値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：LVAL<SP><value>
クエリコマンド： PROG：LVAL?
使用例） PROG：LVAL<SP>5.00
PROG：CRAN
説明：選択したシーケンスグループの電流レンジの設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：CRAN<SP>{L|M|H}
クエリコマンド： PROG：CRAN?
使用例） PROG：CRAN<SP>H
PROG：VRAN
説明：選択したシーケンスグループの電圧レンジの設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：VRAN<SP>{L|H}
クエリコマンド： PROG：VRAN?
使用例） PROG：VRAN<SP>LPROG：COND：CVCR
説明：シーケンス CV+CR モードのコンダクタンス値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：COND：CVCR<SP><value>
クエリコマンド： PROG：COND：CVCR?
使用例） PROG：COND：CVCR<SP>1.00
PROG：RESI：CVCR
説明：シーケンス CV+CR モードの抵抗値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：RESI：CVCR<SP><value>
クエリコマンド： PROG：RESI：CVCR?
使用例） PROG：RESI：CVCR<SP>1.00

134

PROG：CURR：CVCC
説明：シーケンス CV+CC モードの電流値の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：CURR：CVCC<SP><value>
クエリコマンド： PROG：CURR：CVCC?
使用例） PROG：CURR：CVCC<SP>1.00
PROG：BRANI
説明：シーケンス電流条件分岐の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：BRANI<SP>{OFF|ON},<condition_value>,<MS|GROUP|PAUSE|LOADOFF>,<no>※<no>は、<state>が MS か GROUP の場合の、それぞれの番号です。
クエリコマンド： PROG：BRANI?
使用例） PROG：BRANI<SP>ON,5.00,GROUP,1※設定コマンドで、OFF の場合は、それ以降のパラメータを省略可能。
設定コマンドで、<MS|GROUP|PAUSE|LOADOFF>が PAUSE、LOADOFF の場合は、それ以降のパラメータを省
略可能
各コマンドとも、OFF のときのクエリ応答は、”OFF”です。
PROG：BRANV
説明：シーケンス電圧条件分岐の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：BRANV<SP>{ OFF|ON },<condition_value>,<MS|GROUP|PAUSE|LOADOFF>,<no>※<no>は、<state>が MS か GROUP の場合の、それぞれの番号です。
クエリコマンド： PROG：BRANV?
使用例） PROG：BRANV<SP>ON,5.00,MS,1※設定コマンドで、OFF の場合は、それ以降のパラメータを省略可能
設定コマンドで、<MS|GROUP|PAUSE|LOADOFF>が PAUSE|LOADOFF の場合は、それ以降のパラメータを省
略可能
各コマンドとも、OFF のときのクエリ応答は、”OFF”です。
PROG：BRANT
説明：シーケンス時間条件分岐の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：BRANT<SP>{ OFF|ON },<condition_value>,<MS|GROUP|PAUSE|LOADOFF>,<no>※<no>は、<state>が MS か GROUP の場合の、それぞれの番号です。
<condition_value>が時間の場合のフォーマットは、時-分-秒とハイフンで区切ります。
クエリコマンド： PROG：BRANT?
使用例） PROG：BRANT<SP>ON,0-0-10,GROUP,1※設定コマンドで、OFF の場合は、それ以降のパラメータを省略可能
設定コマンドで、<MS|GROUP|PAUSE|LOADOFF>が PAUSE|LOADOFF の場合は、それ以降のパラメータを省
略可能
各コマンドとも、OFF のときのクエリ応答は、”OFF”です。
PROG：ADD
説明：選択したシーケンスグループの最終ステップの次に、ステップを追加します。
設定コマンド： PROG：ADD<SP>{<current>|<conductance>|<power>|<voltage>},<time>,{wave OFF|ON},{load OFF|ON},{behave RUN|SKIP|PAUSE},{trigger OFF|ON},※<time>のフォーマットは、時-分-秒とハイフンで区切ります。
使用例） PROG：ADD<SP>3.35,0-0-0.005,OFF,OFF,RUN,OFF

135

PROG：BEHAVE
説明：選択したステップの動作の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：BEHAVE <SP><step>,{ RUN|SKIP|PAUSE }クエリコマンド： PROG：BEHAVE <SP><step>?
使用例） PROG：BEHAVE <SP>2,RUN
PROG：DEL
説明：選択したシーケンスグループのステップを削除します。
設定コマンド： PROG：DEL<SP><step>使用例） PROG：DEL<SP>1
PROG：DEL：ALL
説明：選択したシーケンスグループのステップを全て削除します。
設定コマンド： PROG：DEL：ALL
使用例） PROG：DEL：ALL
PROG：EDIT
説明：選択したステップの編集をします。また、現在の設定の問合せをします。
設定コマンド： PROG：EDIT<SP><step>{<current>|<conductance>|<power>|<voltage>},<time>,{wave OFF|ON},{load OFF|ON},{behave RUN|SKIP|PAUSE},{trigger OFF|ON},
クエリコマンド： PROG：EDIT<SP><step>?
※<time>のフォーマットは、時-分-秒とハイフンで区切ります。
使用例） PROG：EDIT<SP>10,5.25,0-0-1,ON,OFF,RUN,OFF
PROG：INS
説明：選択したシーケンスグループにステップを挿入します。挿入したいステップ番号と挿入したいステップの設定情報を設定します。
設定コマンド： PROG：INS<SP><step>,{<current>|<conductance>|<power>|<voltage>},<time>,{wave OFF|ON},{load OFF|ON},{behave RUN|SKIP|PAUSE},{trigger OFF|ON}※<time>のフォーマットは、時-分-秒とハイフンで区切ります。
使用例）

PROG：INS<SP>9,5.0,0-0-0.03,OFF,OFF,RUN,OFF

136

PROG：WAVE
説明：選択したシーケンスグループの波形ステップの編集をします。また、現在の設定の問合せをします。
設定コマンド： PROG：WAVE<SP><step>,{RAMP|SQU|SINE|TRI|PULSE|RUSH},<val1>,<val2>,<val3>,<val4>,<val5>,<val6>
クエリコマンド： PROG：WAVE<SP><step>?
使用例） PROG：WAVE<SP>15,SQU,10000.0,50,0.01,5,1,2
波形

Val

値

単位

RAMP

val1

Iset

[A]

val2

Tt

[s]

val1

Frequency

[Hz]

val2

Duty

[%]

val3

Tr/Tf

[ms]

val4

Iset1

[A]

val5

Iset2

[A]

val6

Cycle

[回]

val1

Frequency

[Hz]

val2

P-P

[A]

val3

Center

[A]

val4

Cycle

[回]

val1

Frequency

[Hz]

val2

P-P

[A]

val3

Center

[A]

val4

Duty

[%]

val5

Cycle

[回]

val1

Iset1

[A]

val2

Iset2

[A]

val3

Tp

[μs]

val4

P Count

[回]

val5

Tb

[ms]

val6

Cycle

[回]

val1

Iset1

[A]

val2

Iset2

[A]

val3

TC

[s]

val4

Tset

[s]

SQU

SINE

TRI

PULSE

RUSH

※<value>=”INF”のとき、無限回とします。<value>が”INF”、1－9999 以外だと実行エラーになります。

137

PROG：MS
説明：シーケンスプログラムの番号を指定します。1－4 を選択すると、以降のシーケンス関連のコマンドは、その選択されたシーケンスプログラムに関する設定となります。波形を選択すると、それぞれに対応した波形設定となります。
設定コマンド： PROG：MS<SP>{1|2|3|4|RAMP|SQU|SINE|TRI|PULSE|RUSH}
使用例） PROG：MS<SP>1※パラメータとプログラム/波形設定の関係は次のようになります。
パラメータ
1
2
3
4
RAMP
SQU
SINE
TRI
PULSE
RUSH

プログラム/波形プログラム A
プログラム B
プログラム C
プログラム D
ランプ波
方形波
サイン波
三角波
パルス波
ラッシュ波

※1－4 の代わりに、A－D も使用できます。
PROG：MS：NCYC
説明：選択したシーケンスプログラム動作の実行回数の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：MS：NCYC<SP><value>
クエリコマンド： PROG：MS：NCYC?
※<value>=”INF”のとき、無限回とします。<value>が 1－9999 以外だと実行エラーになります。
使用例） PROG：MS：NCYC<SP>3
PROG：MS：ORDE
説明：登録したシーケンスグループの実行順序の設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG：MS：ORDE<SP><value>,<value>,．．．, <value>
クエリコマンド： PROG：MS：ORDE?
使用例） PROG：MS：ORDE<SP>1,3,2,4※何も登録がなく、全て NONE のときは、クエリ応答は、“NONE”が返ります。<value >は 1－4 の整数です。

138

PROG：PG：WAVE
説明：選択した波形の編集をします。また、現在の設定の問合せをします。
設定コマンド： PROG：PG：WAVE<SP>{RAMP|SQU|SINE|TRI|PULSE|RUSH},{L|M|H},<val1>,<val2>,<val3>,<val4>,<val5>,<val6>
クエリコマンド： PROG：PG：WAVE<SP>RECT?
使用例） PROG：WAVE<SP>RECT,H,10000.0,50,0.01,5,1,2
波形

Val

値

単位

RAMP

val1

Iset

[A]

val2

Tt

[s]

val1

Frequency

[Hz]

val2

Duty

[%]

val3

Tr/Tf

[msec]

val4

Iset1

[A]

val5

Iset2

[A]

val6

Cycle

[回]

val1

Frequency

[Hz]

val2

P-P

[A]

val3

Center

[A]

val4

Cycle

[回]

val1

Frequency

[Hz]

val2

P-P

[A]

val3

Center

[A]

val4

Duty

[%]

val5

Cycle

[回]

val1

Iset1

[A]

val2

Iset2

[A]

val3

Tp

[us]

val4

P Count

[回]

val5

Tb

[ms]

val6

Cycle

[回]

val1

Iset1

[A]

val2

Iset2

[A]

val3

TC

[s]

val4

Tset

[s]

SQU

SINE

TRI

PULSE

RUSH

※{L|M|H}は電流レンジです。
Cycle 設定で、<value>=”INF”のとき、無限回とします。<value>が”INF”、1－9999 以外だと実行エラーになります。

139

PROG
説明：シーケンス動作の ON/OFF を設定と問合せをします。
設定コマンド： PROG<SP>{OFF|ON}
クエリコマンド： PROG?
使用例） PROG<SP>ONPROG：CLE
説明：シーケンスグループの初期化をします。
設定コマンド： PROG：CLE
使用例） PROG：CLE
PROG：COUN?
説明：選択したシーケンスグループのステップ数を問合せします。
クエリコマンド： PROG：COUN?
使用例） PROG：COUN?
PROG：COUN：ALL?
説明：全登録ステップ数を問合せします。
クエリコマンド： PROG：COUN：ALL?
使用例） PROG：COUN：ALL?
PROG：LOAD
説明：登録した全グループと全ステップのバックアップメモリからの読み出しをします。
設定コマンド： PROG：LOAD
使用例） PROG：LOAD
PROG：SAVE
説明：登録した全グループと全ステップのバックアップメモリへの保存をします。
設定コマンド： PROG：SAVE
使用例） PROG：SAVE
PROG：STAT
説明：選択されたシーケンスグループの実行または動作状態を変更します。
設定コマンド： PROG：STAT<SP>{RUN|STOP|PAUS|CONT}※RUN：選択したグループの実行、STOP：選択したグループの停止
PAUS：選択したグループの一時停止、CONT：選択したグループの一時停止の解除
クエリコマンド： PROG：STAT?
使用例） PROG：STAT<SP>RUN
PROG：TIMER?
説明：シーケンスプログラムの経過時間を問合せします。
クエリコマンド： PROG：TIMER?
※時-分-秒の書式で返します。
応答範囲は 0-00-00 から 9999-59-59 で、最大経過時間を越えている場合は 9999-59-59 を返します。
応答例） 9876-54-32

140

付録 A 故障と思われる症状について
本器が異常な動作状態となった場合、下記の項目について確認をしてください。
症 状

原 因

処 置

電源スイッチをオンにしても電源が入らない（前面パネル LCD が点灯しない）

電源コードが確実に接続されていない。
または断線している。

電源コードを確実に接続する。
断線している場合は電源コードを交換してください。
ヒューズを交換する必要がありますので、
当社・サービスセンターまで
ご連絡ください。
適正な電源電圧を入力してください。

電 源 電 圧 が大 きすぎたか、または本器の故障のために保護用ヒューズが溶断している。
電源電圧が低すぎる。
ロードをオンしても電流が流れない。

本器への入力電圧が低い。

電流設定または電流制限設定値が小さな値に設定されている。
0V 入力時、定格電流が流れない。
(V1 モデルの場合)

ロード オン時、0V 用電源の動作設定電
圧が入力電圧よりも高い。
0V 用電源の動作設定電圧が”OFF”に設定されている。

ロードがオフにならない。
入力電流が不安定またはノイズが大きい。

外 部 接 点 コ ン ト ロ ー ル で 外 部 LOAD
ON/OFF 機能がオンになっている。
電源電圧が低いため商用周波数のノイズが出ている。
近くに強力な磁界および電界の発生源がある。

入力電圧を高くしてください。
（定格電流を流すためには 1V 以上、V1モデルでは、0V 用電源が”OFF”の場合には 1.5V 以上）
電流設定を大きくしてください。
LOAD ON 時に入力電圧で動作する電圧に設定 するか、動作電圧 または入力電圧を操作して ON してください。
動 作設定 電圧 を”OFF”以外 に設 定 してください。
背面 J1 コネクタの 10 ピンと 8 ピンをオープンにしてください。
適正な電源電圧を入力してください。
磁界および電界の発生源と思われる機器から遠ざける、配線をツイストするなどの対策をしてください。

上記の症状に当てはまらない場合、または上記の原因を除去にしても症状がおさまらない場合は、当社・サービスセンターまでご連絡ください。

!

警告

ケースは絶対に取外さないでください。
ケースを取る必要のある修理およびヒューズ交換等は、当社・サービスセンターでおこない
ます。

141

付録 B 定格
B-1. 入力定格
項目

LSA-165

入力電力

入力電圧範囲: CR※

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

H

0W － 165W

0W － 330W

0W － 1000W

M

0W － 16.5W

0W － 33W

0W － 100W

L

0W － 1.65W

0W － 3.3W

0W － 10W

0V － 150V

1

入力電圧範囲: CR 以外 ※2

1V － 150V

入力電流範囲: 背面入力端子

0A － 33A

入力電流範囲: 前面入力端子
入力端子形状0A － 200A

0A － 66A

前面

スクリュー端子背面

銅バスバー

0A － 66A※

1: 0V 入力から動作しますが、設定した抵抗値に相当する電流が流れるためには、1V 以上必要です。
※
2: 1V 入力以下でも動作しますが、実際に流れる電流は、設定した電流（あるいは入力電圧と設定から計算した電流）よりも少なくなります。
また、CV モードでは、電流によって、実際の電圧は設定した電圧よりも大きくなります。

B-2. 定電流(CC)動作モード
項目

LSA-330

LSA-1000

H

LSA-165

0A － 33A

0A － 66A

0A － 200A

M

0A － 3.3A

0A － 6.6A

0A － 20A
0mA － 2000mA

設定電流範囲LSA-165V1

L

0mA － 330mA

0mA － 660mA

H

1mA

2mA

6mA

M

0.1mA

0.2mA

0.6mA

設定分解能

L

10μA

20μA

60μA

H

165W

330W

1000W

M

16.5W

33W

100W

L

1.65W

3.3W

10W

最大電力

設定確度(23℃±5℃にて)リップルノイズ(rms)10Hz － 1MHz の範囲
にて±(0.2% of set+ 0.3% of fs)－

0V 用電源オン（0V/33A）

0V 用電源オフ(1.5V/33A)

－

－

H

10mA

25mA

15mA

15mA

30mA

M

5mA

10mA

5mA

5mA

10mA

L

1mA

3mA

1mA

1mA

3mA

安定度(長期ドリフト)±0.1% of fs typ

温度係数（設定値に対して）100ppm/℃

B-3. 定抵抗(CR)動作モード項目
設定抵抗範囲

設定分解能

設定確度(電流換算値)
23℃±5℃ ※3

リップルノイズ(rms)10Hz － 1MHz の範囲にて

LSA-165

LSA-330

LSA-1000

H

OPEN、
1.81kΩ － 30.3mΩ

LSA-165V1

OPEN、
909Ω － 15.1mΩ

OPEN、303Ω － 5.05mΩ

M

OPEN、
18.1kΩ － 303mΩ

OPEN、
9.09kΩ － 151mΩ

OPEN、
3.03kΩ － 50.5mΩ

L

OPEN、181kΩ － 3.03Ω

OPEN、90.9kΩ － 1.51Ω

OPEN、30.3kΩ －
505mΩ

H

0.55mS

1.1mS

3.3mS

M

55μS

0.11mS

0.33mS

L

5.5μS

11μS

33μS

H

±(0.5% of set+ 0.2）A±(0.5% of set+ 0.4）A±(0.5% of set+ 1.2）A

M±(0.5% of set+ 20）mA+ Vin/Rin±(0.5% of set+ 40）mA+ Vin/Rin±(0.5% of set+ 120）mA+ Vin/Rin

L±(0.5% of set+ 2）mA
+ Vin/Rin±(0.5% of set+ 4）mA
+ Vin/Rin±(0.5% of set+ 12）mA+ Vin/Rin

H

10mA

15mA

30mA

M

5mA

5mA

10mA

L

1mA

1mA

3mA

±0.1% of fs typ

温度係数（設定値に対して）

1000ppm/℃※

安定度（長期ドリフト）
3: Vin は入力電圧、Rin は約 1MΩ。

CRｘ10 設定の場合、抵抗値範囲は大きい方に 10 倍シフトされます。また、定格電流はそのレンジの 1/10 になります。

142

B-4. 定電力(CP)動作モード項目
設定電力範囲

設定分解能

設定確度 ※3

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

0W － 330W

0W － 1000W

0W － 16.5W

0W － 33W

0W － 100W

0W － 1.65W

0W － 3.3W

0W － 10W

H

10mW

20mW

60mW

M

1mW

2mW

6mW

L

0.1mW

0.2mW

0.6mW

H

0W － 165W

M
L

H
23℃±5℃にて

リップルノイズ(rms)10Hz － 1MHz の範囲にて±（0.4% of set+ 1.6% of fs）

M±（0.4% of set+ 1.6% of fs）+ Vin2/Rin

L
H

10mA

15mA

30mA

M

5mA

5mA

10mA

L

1mA

1mA

3mA

±0.2% of fs typ

温度係数（設定値に対して）

1000ppm/℃※

安定度（長期ドリフト）
3: Vin は入力電圧、Rin は約 1MΩ。

B-5. 定電圧(CV+CC/CV+CR)動作モード項目
設定電圧範囲
設定分解能

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

H

0.1V － 150V

L

0.1V － 15V

H

10mV

L

LSA-1000

1mV

最低安定動作電流

1% of fs 電流

設定確度(23℃±5℃にて)±(0.2% of set+ 0.1% of fs）

安定度（長期ドリフト）±0.2% of fs typ

入力電流変動10mV

温度係数（設定値に対して）

1000ppm/℃

最大電力は電流レンジによります。
電圧を 1V 以上に設定した時のみ、その電流レンジの定格電流が流せます。
入力電流変動: 入力電圧 1V で、定格の 10%から 100%の電流変化に対してです(リモートセンシング時）。
+CC、+CR の設定範囲などは、それぞれ CC 動作モード、CRx1 動作モードと同じです(CRx10 はありません)。
電流レンジは 3 つあるため、+CC、+CR それぞれ 6 種類の組み合わせがあります。

B-6. スイッチングモード
項目

LSA-165

動作モード
周波数設定

LSA-165V1

LSA-330

CC、CR、CV、CP
設定範囲

1Hz － 20kHz

CC、CR、CP

1Hz － 1kHz

CV
設定分解能

1Hz － 99.9Hz : 0.1Hz
100Hz － 999Hz : 1Hz ※4
1kHz － 9.99kHz : 10Hz ※4
10kHz － 20kHz : 100Hz ※4

設定確度±1.5% of set

DUTY 設定（周波数設定時）※
5

設定範囲

1% － 99%

時間設定

設定分解能

設定分解能

0.1% step

設定確度±1.5% of set
CC、CR、CP

0.02ms － 99.99ms : 0.01ms

CV

0.5ms － 99.99ms : 0.01ms
100ms － 500ms : 0.1ms

設定確度±1.5% of set※

4: 周波数は、1/(10μs の整数倍) より細かくは設定できません。

※

5: DUTY の設定範囲は、周波数によって変わります（最小幅は 10μs）。

143

LSA-1000

B-7. スルーレート
項目

LSA-165

LSA-165V1

動作モード

LSA-330

LSA-1000

CC、CR、CP

設定範囲

H

2.64mA/μs － 2.64A/μs

5.28mA/μs － 5.28A/μs

16mA/μs － 16A/μs

M0.264mA/μs － 0.264A/μs

0.528mA/μs － 0.528A/μs

1.6mA/μs － 1.6A/μs

L26.4μA/μs － 26.4mA/μs

52.8μA/μs － 52.8mA/μs

H① 26.4mA/μs(2.64A/μs － 0.29A/μs)② 2.64mA/μs(0.264A/μs － 29mA/μs)③ 0.264mA/μs(26.4mA/μs － 2.64mA/μs)① 52.8mA/μs(5.28A/μs － 0.581A/μs)② 5.28 mA/μs(0.528A/μs － 58.1mA/μs)③ 0.528 mA/μs(52.8mA/μs － 5.28mA/μs)① 160 mA/μs(16A/μs － 1.76A/μs)② 16 mA/μs(1.6A/μs － 176mA/μs)③ 1.6 mA/μs(160mA/μs － 16mA/μs)

M① 2.64mA/μs(0.264A/μs － 29.0mA/μs)② 0.264mA/μs(26.4mA/μs － 2.90mA/μs)③ 26.4μA/μs(2.64mA/μs － 0.264mA/μs)① 5.28 mA/μs(0.528A/μs － 58.1mA/μs)② 0.528 mA/μs(52.8mA/μs － 5.81mA/μs)③ 52.8μA/μs(5.28mA/μs － 0.528mA/μs)① 16 mA/μs(1.6A/μs － 176mA/μs)② 1.6 mA/μs(160mA/μs － 17.6mA/μs)③ 160μA/μs(16mA/μs － 1.6mA/μs)

L① 0.264mA/μs(26.4mA/μs － 2.9mA/μs)② 26.4μA/μs(2.64mA/μs － 0.29mA/μs)③ 2.64μA/μs(0.264mA/μs － 26.4μA/μs)① 0.528 mA/μs(52.8mA/μs － 5.81mA/μs)② 52.8μA/μs(5.28mA/μs － 0.581mA/μs)③ 5.28μA/μs(0.528mA/μs － 52.8μA/μs)① 1.6 mA/μs(160mA/μs － 17.6mA/μs)② 160μA/μs(16mA/μs － 1.76mA/μs)③ 16μA/μs(1.6mA/μs － 160μA/μs)

設定分解能

設定確度

代表値(5V 入力時)

160μA/μs － 160mA/μs① ±(15% set +10μs)、② ±(15% set +100μs)、③ ±(15% set +1000μs)
5μs

最小反応時間設定確度は、定格電流の 1%－100%の電流変化において、10%→70%、90%→30%に達する時間に対するものです。
CV 動作モードでは設定できません。

B-8. ソフトスタート
項目

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

動作モード

CC

設定時間

1ms /2ms /5ms /10ms /20ms /50ms /100ms /200ms±(30% of set+ 100μs)

設定確度
動作電圧

LSA-1000

設定範囲

Off、-0.5V － 150V

設定分解能

0.01V

設定確度(23℃±5℃)±（0.1% of set+ 30mV）

B-9. リモートセンシング
項目

LSA-165

LSA-165V1

補正電圧外部抵抗コントロール

LSA-330

LSA-1000

片道 2V

負荷入力端子電圧で最低動作電圧から 150V までです。負荷入力端子電圧が 3V 以上(V1 モデルは 2V)ないと、2V は補正できません。

B-10. 外部電圧コントロール
項目

LSA-165

コントロール電圧

直線性

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

0V － 10V 入力で、定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、定格電力（CP モード）の
0% － 100%
0V － 10V 入力で、最大抵抗値 － 最小抵抗値（CR モード）
CC、CV、CP

1% of fs

CR

2% of fs
約 10kΩ

入力インピーダンス
CC 動作モード以外では、設定されてから実際に動作するまでには約 0.2 秒かかります。

144

B-11. 外部抵抗コントロール
項目
コントロール抵抗

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

比例0Ω － 10kΩ 入力で、定格電流（CC モード）、定格電圧（CV モード）、定格電力（CP モード）の
0% － 100%0Ω － 10kΩ 入力で、最大抵抗値 － 最小抵抗値（CR モード）

反比例

10kΩ － 0Ω 入力で、定格電流（CC モード）、定格電力（CP モード）、定格電圧（CV モード）の
0% － 100%10kΩ － 0Ω 入力で、最大抵抗値 － 最小抵抗値（CR モード）

直線性

2% of fs

B-12. マスター・スレーブ並列運転
項目

LSA-165

LSA-330

LSA-165V1

接続台数

LSA-1000

最大 5 台（マスター機を含む）

同一モデル間でのみ、マスター・スレーブ並列運転ができます。

B-13. 外部コントロール
項目

LSA-165

機能LSA-330

LSA-165V1

LSA-1000

LOAD ON/OFF、スイッチング Main/Sub、電流レンジ H/M/L の切換え

B-14. 電流モニター出力
項目

LSA-165

LSA-330

LSA-165V1

モニター電圧0A － 定格電流にて、0V － 10V

モニター確度±1% of fs

LSA-1000

B-15. 直流電流測定(電流表示)
項目
H レンジ
M レンジ
L レンジ

測定範囲

LSA-165

LSA-165V1

0.00A － 33.00A

LSA-330

LSA-1000

0.00A － 66.00A

0.0A － 200.0A

測定分解能

10mA

10mA

100mA

測定範囲

0.000A － 3.300A

0.000A － 6.600A

0.00A － 20.00A

測定分解能

1mA

1mA

10mA

測定範囲

0.0mA － 330.0mA

0.0mA － 660.0mA

0mA － 2000mA

測定分解能

0.1mA

0.1mA

1mA

測定確度(23℃±5℃にて)±（0.2% of rdg + 0.3% of fs）

測定回数

2 回/秒

B-16. 加算電流測定
項目
測定分解能

LSA-165

LSA-165V1

LSA-1000
100×N mA※7

M レンジ

N mA ※7

10×N mA※7

L レンジ

0.1×N mA ※7

N mA※7

測定回数※

LSA-330

10×N mA ※7

H レンジ

2 回/秒

7: N は、マスター・スレーブ並列運転時の接続台数です。

145

B-17. 直流電圧測定(電圧表示)項目
15V レンジ

LSA-165

LSA-330

LSA-165V1

測定範囲
測定分解能

1mV

測定確度(23℃±5℃にて)150V レンジ

LSA-1000

0.000V － 14.999V±（0.03% of rdg + 0.06% of fs）

測定範囲

15.00V － 150.00V

測定分解能

10mV

測定確度(23℃±5℃にて)±（0.03% of rdg + 0.03% of fs）

ヒステリシス

14.98V

温度係数±（0.003% of rdg + 0.003% of fs）/℃

測定回数

2 回/秒

B-18. 直流電力測定(電力表示)
項目
H レンジ

測定範囲

LSA-165

測定分解能
M レンジ

測定範囲
測定範囲

LSA-1000
0W － 1000W

0.00W － 33.00W

0.0W － 100.0W

0.000W － 3.300W

0.00W － 10.00W

100mW
0.00W － 16.50W

測定分解能
L レンジ

LSA-330
0.0W － 330.0W

LSA-165V1

0.0W － 165.0W

1W

10mW
0.000W － 1.650W

測定分解能

100mW

1mW

10mW

測定回数

2 回/秒

測定電流・電圧を乗算して表示します。

B-19. UVP(Under Voltage Protection)
項目
150V レンジ

LSA-165

LSA-330

LSA-165V1

設定範囲

LSA-1000

OFF、-0.5V － 150V

設定分解能

0.01V

設定確度(23℃±5℃にて)±（0.1% of set + 30mV）

B-20. OPP(Over Power Protection)、OPL(Over Power Limit)
項目
H レンジ

設定範囲

LSA-165

LSA-165V1

0W － 173W

LSA-330

LSA-1000

0W － 346W

0W － 1050W

設定分解能

1W

設定確度(23℃±5℃にて)
M レンジ

設定範囲

±(0.5% of set + 1% of fs)
0W － 17.3W

0W － 34.6W

設定分解能

0.1W

設定確度(23℃±5℃にて)
L レンジ

設定範囲

0W － 105.0W±(0.5% of set + 1% of fs)
0W － 1.73W

0W － 3.46W

設定分解能

0W － 10.50W

0.01W

設定確度(23℃±5℃にて)±(0.5% of set + 1% of fs)

B-21. OCP(Over Current Protection)、OCL(Over Current Limit)
H レンジ

項目

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

設定範囲

0.0A－34.6A

0.0A－33.9A

0.0A － 69.2A

0.0A － 210.0A

設定分解能
M レンジ

設定範囲

0.1A
0.00A － 3.46A

設定分解能
L レンジ

設定範囲

0.00A － 6.92A

0.00A － 21.00A

10mA
0.000A － 0.346A

設定分解能

0.000A － 0.692A
1mA

設定確度(23℃±5℃にて)±(0.2% of set + 0.3% of fs)

146

0.000A － 2.100A

B-22. TRIGGER
項目

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

TRIGGER IN

パルス入力によりシーケンス動作を切換（内部コモンと共通）

TRRIGER OUT

ダイナミック動作時の切換わり時、シーケンス動作時の切換わり時にパルスを出力（内部コモンとは絶縁）

B-23. シーケンス機能
項目
ステップ

LSA-165

最大設定数

1018

設定時間

10μs － 999h59m、PAUSE（一時停止）、PASS（通過）LSA-1000

10μs

設定分解能
シーケンス波形

LSA-330

LSA-165V1

ランプ波

設定電流値(Iset)：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
設定電流値になるまでの時間(Tt)：0.1s － 10000s、分解能は 0.001s

方形波

周波数：1Hz － 3.03kHz、分解能、動作制限はスイッチング動作と同じ
Duty：1% － 99%、分解能、動作制限はスイッチング動作と同じ
Tr/Tf：0.01ms － 400ms、分解能は 0.01ms
電流値(Iset1、2)：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
繰返し回数：1 回 － 9999 回、∞（INF、無限回）

正弦波

周波数：1Hz － 3.03kHz、分解能、動作制限はスイッチング動作と同じ
最大最小電流値幅（P-P）：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
中間電流値（Center）：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ

三角波

周波数：1Hz － 3.03kHz、分解能、動作制限はスイッチング動作と同じ
最大最小電流値幅（P-P）：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
中間電流値（Center）：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
Duty：1% － 99%、分解能、動作制限はスイッチング動作と同じ
繰返し回数：1 回 － 9999 回、∞（INF、無限回）

パルス波

パルス電流値(Iset1、2)：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
パルス波時間(Tp)：10μs － 500μs、分解能は 10μs
パルス回数(P Count)：1 回 － 10 回、分解能は 1 回
パルス波時間(Tb)：1ms － 10000ms、分解能は 1ms

ラッシュ波

電流波高値(Iset1)：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
電流収束値(Iset2)：CC 電流設定範囲と同じ、分解能も同じ
電流収束時間(Tset)：0.1s － 10000s、分解能は 0.001s
時定数(TC)：0.001s － 100s、分解能は 0.001s

グループサイクル数

1 回 － 9999 回、∞（INF、無限回）

各登録内容

設定、時間

内部メモリへの設定方法

パネル面より設定、または、外部インタフェース（オプション）によりコンピュータで設定

アプリケーションソフトにより各項目の設定が可能です。

B-24. 本器異常状態通知機能(ハードウエアアラーム)
項目

LSA-165

LSA-165V1

LSA-330

LSA-1000

過電圧

約 160V 以上の入力にてロード オフ

過電流

定格電流(各機種、各電流レンジ)を超える入力にてロード オフ

過熱

本器内部の放熱器が約 110℃以上になったときにロード オフ

逆接続

逆電圧入力にてロード オフ、
本器内部 MOSFET のボディダイオードとヒューズによる

外部入力

背面入力端子からアラーム信号を入力されたときにロード オフ

内部 ROM

本器内部の ROM に異常があった時

内部 DSP

本器内部の DSP に異常があった時インタフェース

コントロールボード(オプション)による外部インタフェースに異常があった時

前面端子過電流

前面入力端子において、66A を超える入力にてロード オフ（LSA-165、LSA-330 は除く）

ハードウエアアラームが出た場合、そのまま使い続けずに、速やかに供給源の電源、本器の電源を切り、配線も外してください。

147

B-25. 使用環境、一般仕様
項目

LSA-165

LSA-330

LSA-165V1

使用温度

0℃ － 40℃

使用湿度

20% － 85%RH (但し、結露しないこと)

保存温度-20℃ － 60℃

保存湿度

20% － 85%RH (但し、結露しないこと)

電源電圧

AC100V － AC240V

電源周波数50Hz / 60Hz

消費電力
絶縁耐圧
絶縁抵抗

70VA

175VA

一次 - 筐体

75VA

130VA

AC1500V 1 分間

一次 - 二次

DC3200V 1 分間

一次 - 筐体

DC500V 10MΩ 以上
DC500V 10MΩ 以上

一次 - 二次冷却方式
寸法(mm)

LSA-1000

前面ファン、後方排気による強制空冷
H×W×D
H×W×D(最大)質量124×140×383

124×140×383

124×421.5×383

148.4×141.8×446.1

148.4×141.8×446.1

140.8×423.3×449

約 5.5kg

約 12.3kg

LSA-330

LSA-1000

約 4.6kg

約 5.2kg

B-26. 外部通信コントロール（別売オプション IF-80GUR 装着時）
項目

LSA-165

LSA-165V1

共通部
コントロール機能

負荷装置各機能の設定、測定値の読み出しが可能

コマンド

IEEE488.2-1992 共通コマンド対応および機器固有コマンド使用

GP-IB 部仕様

IEEE488.1-1987 準拠

インタフェースファンクション

SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT0、C0、E1

USB 部
仕様

USB Revision 2.0 フルスピード(USB1.1 準拠)、12Mbps、専用デバイスクラス

コネクタ形状USB シリーズ B

電源供給

セルフパワーのみ

RS-232C 部仕様

RS-232C 準拠、フロー制御無し

デ－タ転送速度57600bps

データビット

データ：8 [bit]、ストップビット：1 [bit]、パリティ：無し

コネクタ形状RJ-11(6 ピン モジュラー)
モジュラーケーブル CB-06xxS（別売）と D-sub-モジュラー変換コネクタ TA-66（別売）を使用してD-sub 9 ピンメスに変換可能。

148

付録 C 外観図
<LSA-165 /LSA-165V1/ LSA-330>

図 C-1

図 C-2

図 C-3

149

<LSA-1000>

図 C-4

図 C-5

図 C-6
150

〒222-0033

横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F

http://www.texio.co.jp/
アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 8F
TEL.045-620-2786