表紙

プログラミング マニュアル
アスキーコード版

回生双方向電源 PBW シリーズ

■ 商標・登録商標について
本マニュアルに記載されている会社名および商品名は、それぞれの国と地域における各社および各団体の商標または登録商標です。
■ 取扱説明書について
本マニュアルの内容の一部または全部を転載する場合は著作権者の許諾を必要とします。また、製品の仕様および本マニュアルの内容は改善のため予告無く変更することがあります。最新版は弊社ホームページを参照してください。
■ ファームウエアバージョンについて本書に記載の内容はPBW-H シリーズのファームウェアのバージョンが 2.5.1014.2000 以上、
PBW-L シリーズのファームウエアのバージョンが 1.3.1003.3001 以上に対応します。

目次
第 1 章 はじめに ............................................................ 1
第 2 章 LAN 通信仕様 ..................................................... 2
第 3 章 設定 ................................................................... 4
3-1. LAN Config ................................................................... 4
3-2. LAN Communication ...................................................... 6

第 4 章 通信手順 ............................................................ 9
4-1. 通 信開 始 ...................................................................... 9
4-2. 通 信の終了 ................................................................. 12
4-3. 通 信異 常 発生 時 の対処 ................................................ 13

第 5 章 コマンドリスト ...................................................... 15
5-1. IEEE488.2 共 通コマンド ................................................ 15
5-1-1. *CLS .............................................................................................. 15
5-1-2. *IDN............................................................................................... 15

5-2. SYSTEM コマンド .......................................................... 16
5-2-1. :SYSTem:ERRor ...........................................................................16
5-2-2. :SYSTem:COMERRor ...................................................................16
5-2-3. :SYSTem:STATusinfo ...................................................................17
5-2-4. :SYSTem:OPTION ........................................................................18
5-2-5. :SYSTem:DIO................................................................................18
5-2-6. :SYSTem:MULTiple .......................................................................19
5-2-7. :SYSTem:REMote .........................................................................20
5-2-8. :CTOUT .........................................................................................20

5-3. 設 定コマンド ................................................................ 22
5-3-1. :OUTPut ........................................................................................22
5-3-2. :OUTPut:MODE.............................................................................22
5-3-3. :HOLD ...........................................................................................23
5-3-4. :VOLTage ......................................................................................24
5-3-5. :CURRent ......................................................................................24
5-3-6. :POWer..........................................................................................24
5-3-7. :CONDuctance ..............................................................................25
5-3-8. :RESistance...................................................................................25
5-3-9. :VOLTage:LIMit:UPper ..................................................................25
5-3-10. :VOLTage:LIMit:LOwer ................................................................ 26
5-3-11. :CURRent:LIMit:OUTPut ............................................................. 26
5-3-12. :CURRent:LIMit:LOAD ................................................................ 26
5-3-13. :POWer:LIMit:OUTPut .................................................................27
5-3-14. :POWer:LIMit:LOAD ....................................................................27
5-3-15. :VOLTage:PROTect:UPper .........................................................27
5-3-16. :VOLTage:PROTect:LOwer .........................................................28
5-3-17. :CURRent:PROTect:OUTPut ......................................................28
5-3-18. :CURRent:PROTect:LOAD..........................................................29
5-3-19. :SLEWrate ...................................................................................29

5-3-20. :SLEWrate:VOLTage ...................................................................30
5-3-21. :SLEWrate:CURRent ...................................................................30
5-3-22. :SLEWrate:POWer ......................................................................30
5-3-23. :BREEder ....................................................................................31
5-3-24. :BREEder:THVOLTage ............................................................... 31
5-3-25. :OUTRESistance .........................................................................32

5-4. 測 定コマンド ................................................................ 32
5-4-1. :MEASure:VOLTage ......................................................................32
5-4-2. :MEASure:CURRent ......................................................................32
5-4-3. :MEASure:POWer .........................................................................33
5-4-4. :MEASure:ACPOWer ....................................................................33

5-5. 非 常停 止 コマンド .......................................................... 33
5-5-1. :EMERgency:STOP .......................................................................33

第1章 はじめに
LAN 機能を正しく使用するための取り扱い方法などを説明したものです。
本機能を正しくお使い頂くため、ご使用になる前に必ず本書をよくお読み下さい。読んだ後は、必要な時にご覧になれるように保管して下さい。
本書は LAN 通信仕様 バージョン 1.2 についての取扱説明書です。
本書を元に異なるバージョンの通信仕様で動作する装置を制御しようとした場
合、期待せぬ動作をすることがあります。必ず対応するバージョンの取扱説明書をご参照下さい。
本装置はバイナリーコード、ASCII コードに対応しております。本書は ASCII コードの取扱説明書です。バイナリーコードの説明書は別途用意しております。
また、切り替えは特に必要ありません。
LAN 通信では以下の構成になります。

SINGLE または MASTER 機

SLAVE

LAN
SLAVE
上位機器
お客様構築のソフトウェア等

注意事項
直並列運転の場合は MASTER 機体とのみ接続して下さい。
SLAVE 機体では LAN インターフェースによる通信ができません。

1

第2章 LAN 通信仕様
SCPI コマンドに対応しており、ASCII コードにより装置設定の取得や設定パラメータの変更が可能です。
装置↔上位機器間では TCP により送受信を行います。

ソケット仕様

プロトコル

項目

説明

TCP

ソケットタイプ

TCPServer

IP アドレス

USER SETTING から設定します。
設定の方法は 3-1LAN
Config をご参照ください。

ポート番号

USER SETTING から設定します。
設定の方法は 3-1LAN
Config をご参照ください。

SCPI 方式
コマンド
フォーマットコマンド（パケット）

CR

;

コマンド

コマンドヘッダ

パラメータ
スペース

コマンド
（ノード1）

コマンド

コマンド

パラメータ
1

: （ノード2） : （ノード3）

2

,

パラメータ
2

,

パラメータ
3

コマンド2

LF

フォーマット

名称

説明

コマンド

TCP/IP 1 パケットに含まれるコマンド群です。

（パケット）

複数コマンド含まれている場合は、”;（セミコロン）“で区切ります。
コマンド

コマンドヘッダとパラメータが含まれます。
コマンドヘッダとパラメータはスペースで区切ります。

コマンド

機能ごとにいくつかのノードが含まれます。

ヘッダ

ノードは”:（コロン）“で区切ります。

パラメータ

パラメータを示します。
複数パラメータが含まれる場合は、”,（カンマ）“で区切ります。

パラメータ

形式

説明

例

<string>

文字列

TEXIO
0ｘ02000000<NR1>

整数値(INT)

0，1，2，3<NR2>

小数値(FLOAT)

0.1，3.14，8.5<bool>

Boolean0 or 1{ON|OFF}

選択可能文字列

左記の場合、ON か OFF を設定できます〈CR〉〈LF〉

\r\n

デリミタ

3

第3章 設定
USER SETTING 画 面 ->Interface か ら LANConfig 画 面 ま た は LAN
Communication 画面に入ることができます。
IP アドレスなど設定関する内容は、ネットワーク管理者にご確認ください。

3-1. LAN Config
概要

LAN の IP Address、Subnet mask と ASCII ポート番号を設定します。

USER SETTING
Protect
Slew Rate
ResistanceMultiple

Interface

Interface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) LAN設定(1) インターフェース設定

Product InfoEnter

USER SETTINGLAN Config
MAC ADDRESS xx-xx-xx-xx-xx-xx
IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask
: xxx.xxx.xxx.xxx
ASCII Port No :
5025
Save

手順

(3-1)IP Address設定(3-2)Subnet mask設定(3-3)ASCII Port No設定

Cancel1.

MENU/ESC キ ー を 押 し 、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

LAN Config を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。
4

3.

IP address でツマミを押して選択します。

4.

ロータリーエンコーダーと SHIFT キー
を使い、IP address を設定します。ツマミを押して確定します。
初期値

範囲

192.168.0.30

0.0.0.0 - 255.255.255.225

5.

Subnet mask でツマミを押して選択します。

6.

ロータリーエンコーダーと SHIFT キー
を使い、Subnet mask を設定し、ツマミを押して確定します。
初期値

範囲

255.255.255.0

0.0.0.0 - 255.255.255.225

7.

ASCII Port No でツマミを押して選択
します。

8.

ロータリーエンコーダーと SHIFT キー
を使い ASCII Port No を設定し、ツマミを押して確定します。
初期値

範囲

5025

1024 - 65535

59.

設定を適用する場合は Save を選択します。
適用しない場合は Cancel を選択、または MENU/ESC キーを押します。
Save の場合は、本装置を再起動してください。

3-2. LAN Communication
概要

LAN 通信の設定を行います。
［Regular Transmit］
Function：定期送信の有効/無効を設定できます。
Time：定期送信の周期を設定できます。
［Time Out］
Function：通信異常検知の有効/無効を設定できます。
Time：通信異常検知時間の設定ができます。

Note

Regular Transmit:定期送信は ASCII コマンドでは使用で
きません。

6

USER SETTING
Protect
Slew Rate
ResistanceMultiple

Interface

Interface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO(2) LAN通信設定(1) インターフェース設定

Product InfoEnter

USER SETTINGLAN Communication[Regular Transmit]
Function: EnableTime: 1000 ms[Time Out]
Function: EnableTime: 1000 ms(3-1)定期送信有効/無効設定(3-2)定期送信周期設定(3-3)通信異常検知有効/無効設定(3-3)通信異常検知時間設定

Return手順

1. MENU/ESC キ ー を 押 し 、

USER
SETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2. LAN Communication を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。
3. ［Time Out］ Function でツマミを押して選択します。
4. 通信異常検知の有効/無効を設定し、ツマミを押して確定します。

7

Funcion

説明

Ebable

通信異常検知有効

Disable

通信異常検知無効

5. ［Time Out］ Time でツマミを押して選択します。
6. ロータリーエンコーダーと SHIFT キーを使い、通信異常検知時間を設定し、ツマミを押して確定します。
Time

範囲

送信周期

1,000~10,000ms

7. return を選択するか、MENU/ESC キ

ーを押すと前の画面に戻ります。

8

第4章 通信手順
4-1. 通信開始

概要

LAN インターフェースの選択を行います。

USER SETTING
Protect
Slew Rate
ResistanceMultiple

Interface(2)

Product InfoEnter

USER SETTING
Protect
Slew Rate

ResistanceMultiple
Interface(3)

Interface SelectConsoleCAN Config
CAN Communication
LAN Config
LAN Communication
DIO

Product InfoEnter

USER SETTINGInterface SelectInterface(4): Console

Return*IDN?を送信

Mode

CV
V.Output200.0V(V.Output

STOP
Voltage200.0V):Over Temperature:Operation Ready:LAN I/F

0.0V
Current

Power

0.00A

0W

9

[5-1]インターフェース状態

手順

1.

MENU/ESC キーを押し、 USERSETTING 画 面 を 表 示 し ま す 。
Interface を選択し、ツマミを押して、設定画面に移動します。

2.

Interface Select を選択し、ツマミを押します。もう一度ツマミをおして LAN インターフェースを選択します。
Interface

説明

Consoleパネルからの制御

LAN

LAN 通信による制御

CAN

CAN 通信による制御

3.

選 択 後 、 ツ マ ミ を 押 し て 決定 し ます。

4.

外部機器から*IDN?コマンドを送ります。インターフェース状態表示がLAN I/F になり、通信が可能になります。
外部通信中はツマミ ○｜ （Enter）以
外の操作が無効化されます。

10

外部通信開始のシーケンス（例）
外部機器
MenuよりI/F
Select
LAN を
選択製品/システム情報取得(*IDN?)
製品/システム情報レスポンス(機器メーカー,モデル名,S/N,FW Version,HW Version)
LCD=Opeartiong画
面
LAN I/F表示

製品情報チェック

直並列設定（:SYST:MULT 直並列設定)
装置ステータス情報取得（:SYST:STAT?)
装置ステータス情報（装置ステータス情報)

No

直並列設定完了？

制御モード設定(:OUTP:MODE {CV|CC|CP|CR})
電圧/電流保護値設定（:VOLT/:CURR:PROT:UP/LO <NR2>)

指令値/制限値設定（:VOLT/:CURR/:POW:LIM:UP/LO <NR2>)
設定エラー通知取得(:SYST:COMERR?)
設定エラー情報（設定エラー情報)
No（再送）

エラー無し？

運転開始指令(:OUTP ON)

運転停止指令(:OUTP OFF)11

4-2. 通信の終了

手順

1.

:SYST:REM OFF コマンドを送信するか、 ツマミを押すことで、LAN 通信を終了します。
：SYST:REM OFF コマンドで終了
した場合、通信を再開するには、
4-1 通信開始の操作を行う必要があります。
ツマミを押して終了した場合、再度*IDN?コマンドを送ることで通信が再開します。

2.

通信終了時、本器は出力を停止します。

12

4-3. 通信異常発生時の対処
通信異常判定有効時、設定した時間 LAN 通信が途絶すると、通信異常として検出されます。

概要

その際、以下のような画面表示に変化し、本器は出力を停止します。
この状態ではコマンドの送受信が行えません。

Mode

CV
Error Code:0x02000000 +00

Voltage

Emergency stop

Current

Series ID :1
Parallel ID :1
Reset-> send ＊CLS

手順

ERROR
0.0V
0.00A
Power

1.

*CLS コマンドを送信します。

2.

SYST:REM ON または、＊IDN?
コマンドを送信します。

13

0Wエラー発生時のエラー解除シーケンス
外部機器

装置内で
エラー発生
装置エラー情報取得（:SYST:ERR?)

装置エラー通知（エラー情報)

エラー発生？

エラーリセット指示（*CLS)
装置エラー情報取得(:SYST:ERR?)
装置エラー通知（エラー情報)

No

エラークリア完了？

運転再開：運転開始指令（:OUTP ON)

14

第5章 コマンドリスト
コマンド書式にはロングフォームとショートフォームがあります。表内の大文字で記載されている部分がショートフォームになります。
クエリの場合は、コマンド書式の末尾に”?” をつけてください。

5-1. IEEE488.2 共通コマンド
5-1-1. *CLS
説明
構文

Set

リセット指示コマンドで、装置エラー、設定エラーをクリアします。
*CLS

5-1-2. *IDN
説明
クエリ構文
戻り値

Query

製造元、モデル名、シリアル番号、およびファームウェアバージ
ョンを照会します。
*IDN?
<string> 機器 ID を次の形式の文字列として返します。
TEXIO、PBW-502H、XXXXXXXX、1.0.1000.3000
メーカー：TEXIO
モデル番号：PBW-502x
シリアル番号：XXXXXXXX
ファームウェアバージョン：X.X.XXXX.XXXX

15

5-2. SYSTEM コマンド
5-2-1. :SYSTem:ERRor

Query

説明

本器のエラーコードなどの情報を照会します。

クエリ構文:SYSTem:ERRor?

パラメータ

エラーを次の形式の文字列として返します。
<string> 0xXXXXXXXX,0xXX,X,X
エラーコード：0xXXXXXXXX
オプションエラーコード：0xXX
直列エラーＩＤ：1～2
並列エラーＩＤ：1～20

例：SYST:ERR?
>0x02000000,0x00,1,1

5-2-2. :SYSTem:COMERRor
説明

Query

設定エラー情報を照会します。
確認後蓄積されているエラー数、設定エラー種類、エラー
対象コマンドを 1 つ返します。

クエリ構文
パラメータ

•

クエリが実行されて、送信されたコマンドは蓄積分から無くなります。

•

エラーは、古いものから順次取得できます。

•

エラー情報は最大 30 個まで蓄積されます。30 個を超えると、古いものから上書きされていきます。

•

不正コマンドエラー時は、入力されたコマンドをそのまま第 3 パラメータで返しますが、最初の 40 文
字分までしか記録しません。

:SYSTem:COMERRor?
以下の順でパラメータを返します。

16

<NR1>

蓄積されているエラーの数<string> ｛CMDNG｝ 不正コマンドエラー{PARAMNG} 不正パラメータエラー{OTHERS} その他エラー｛NONE｝ エラー無し
エラーになったコマンド※パラメータ抜きフォーム
例:SYST:COMERR?
>1,CMDNG,VOLT
1: 蓄積されているエラー数,CMDNG：不正コマンドエラ
ー、VOLT:エラー対象コマンド
SYST:COMERR?
>0,NONE,NONE
0:蓄積されているエラー数,NONE:エラー無し、NONE：エ
ラー対象コマンド無し

5-2-3. :SYSTem:STATusinfo

Query

説明

本器の状態を照会します。

クエリ構文:SYSTem:STATusinfo?

パラメータ

以下の順でパラメータを返します。
<string> {STOP|RUN|ERROR} 装置ステータス{DONE|INITIALIZING|NOTINITIAL}
直並列通信状態(初期化完了|初期化中|未初期化)
0xXX 出力制限状態<NR1>

運転操作禁止残り時間[単位:sec]<string> {LOAD|SUPPLY} システム情報

17

例:SYST:STAT?
> STOP,DONE,0x01,16,LOAD
STOP:装置ステータス、DONE：直並列通信状態:初期化
完了、0x01:出力制限状態(電圧上限制限)、16:運転操作禁止残り時間 (s)、LOAD：負荷装置動作:(回生電子負荷)

5-2-4. :SYSTem:OPTION

Query

説明

有効化済みの機能情報を照会します。本器メニューのPRODUCT INFO 画面と同様の情報が確認できます。

クエリ構文:SYSTem:OPTION: {LAN|CAN|DIO|SER}?

パラメータ

ON

有効

OFF

無効

例

:SYST:OPTION:LAN?
>ON
LAN 有効Set

5-2-5. :SYSTem:DIO

Query

説明

背面 DIO コネクタの非常停止入力および出力の有効/無効を設定または照会します。

構文:SYSTem:DIO {<bool>| OFF | ON }クエリ構文

:SYSTem:DIO?

パラメータ

0|OFF

無効

1|ON

有効

OFF

無効

ON

有効

戻り値

例

:SYST:DIO ON
DIO 設定を有効にします。

18

Set

5-2-6. :SYSTem:MULTiple
説明

Query

直並列を設定または照会します。
本器メニューの SINGLE/MULTIPLE 画面と同様の設定が可能です。

構文:SYSTem:MULTiple{SINGLE|MASTER|SLAVE},<NR1>,<NR1>

クエリ構文:SYSTem:MULTiple?

パラメータ

以下の順でパラメータを設定します。
<string> モード SINGLE,MASTER,SLAVE<NR1>

直列数 1～2<NR1>

並列数 1～20

戻り値

以下の順で返します。
<string> モード SINGLE|MASTER|SLAVE

例

<NR1>

直列数 1～2<NR1>

並列数 1～20:SYST:MULT MASTER,1,2
直並列:MASTER,直列 1,並列 2 に設定します。

19

Set

5-2-7. :SYSTem:REMote
説明

Query

通信接続/切断を設定または照会します。
※通信接続は、*IDN コマンドでも可能です。
リモート通信状態から、本コマンドでリモート通信を切断した場合、再度リモート接続するには、4-1 通信開始の操作を行う必要があります。

構文:SYSTem:REMote {<bool>|OFF | ON }

パラメータ

0|OFF

リモート通信切断（ローカル設定）

1|ON

リモート通信接続

OFF

リモートは切断状態です。

ON

リモートは接続状態です。

戻り値

例:SYST:REM?
>ON
リモート通信は接続状態です。
Set

5-2-8. :CTOUT

Query

説明

LAN 通信異常判定機能の有効無効および通信異常判定
時間を設定または照会します。

構文:CTOUT {<bool>| OFF | ON },<NR1>

クエリ構文:CTOUT?

パラメータ

0|OFF

外部通信異常判定無効

1|ON

外部通信異常判定有効<NR1>

1,000~10,000 (msec)

OFF

外部通信異常判定無効ON

外部通信異常判定有効<NR1>

1,000~10,000 (ms)

戻り値

20

例

:CTOUT ON,2000
外部通信異常判定有効, 通信異常判定時間:2000ms に設定します。

21

5-3. 設定コマンド
Set

5-3-1. :OUTPut

Query

説明

運転開始/停止を設定または照会します。

構文:OUTPut {<bool>|OFF|ON }クエリ構文:OUTPut?

パラメータ

0|OFF

運転停止

1|ON

運転開始

例

PBW の場合OUTP ON
運転を開始します。
Set

5-3-2. :OUTPut:MODE

Query

説明

制御モードの設定または照会をします。

構文:OUTPut:MODE {|CV|CC|CP|CR}

クエリ構文:OUTPut:MODE?

パラメータ/戻り値 CV

定電圧モードCC

定電流モード

CP

定電力モードCR

定抵抗モード例

OUTP:MODE CP
運転モードを CP に設定します。

22

Set

5-3-3. :HOLD
説明

Query

ホールドを有効または解除に設定または照会します。
指令値、制限値の設定を同時に切り替えたい場合に使用します。指令値、制限値の設定以外はホールドされません。
OUTPUT ON または LOAD ON の時（RUN 状態）、有効なコマンドです。STOP 中はホールド ON になりません。
ホールドを有効にすると、本器は指令値設定、制限値設定を即座に反映しないホールド状態になります。
ホールドの解除を受信すると、それまでにホールドしていたコマンドを同時に反映します。
ホールド中に同一のコマンドを複数受信していた場合、最後に受信したコマンドのデータフィールド値をホールド解除
時に反映します。

構文:HOLD {<bool>|ON|OFF}

クエリ構文：HOLD?

パラメータ

0|OFF

ホールド解除1|ON

ホールド有効OFF

ホールドは解除です。

ON

ホールドは有効です。

戻り値
例:HOLD ON
ホールドを設定します。

23

Set

5-3-4. :VOLTage

Query

説明

電圧指令値を設定または照会します。

構文:VOLTage <NR2>

クエリ構文:VOLTage?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電圧指令値（V）:VOLT 525.0
電圧指令値を 525.0V に設定します。
Set

5-3-5. :CURRent

Query

説明

電流指令値を設定または照会します。

構文:CURRent <NR2>

クエリ構文:CURRent?

パラメータ/戻り値 <NR2>

電流指令値（A）
回生（負荷）設定は“-”符号をつけてください。

:CURR 30.00
電流指令値を 30.00A に設定します。
Set

5-3-6. :POWer

Query

説明

電力指令値を設定または照会します。

構文:POWer <NR2>

クエリ構文:POWer?

パラメータ/戻り値 <NR2>

電力指令値（W）
回生（負荷）設定は“-”符号をつけてください。

例:POW 5000
電力指令値を 5000W に設定します。

24

Set

5-3-7. :CONDuctance

Query

説明

コンダクタンス（抵抗の逆数）指令値を設定または照会します。

構文:CONDuctance <NR2>

クエリ構文:CONDuctance?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

コンダクタンス指令値（mS）:COND 1200.0
コンダクタンス指令値を 1200.0mS に設定します。
Set

5-3-8. :RESistance

Query

説明

抵抗指令値を設定または照会します。

構文:RESistance <NR2>

クエリ構文:RESistance?

パラメータ/戻り値 <NR2>

抵抗指令値（Ω）※0Ω設定はパラメータエラーになります。

例:RES 5000.0
抵抗指令値を 5000.0Ωに設定します。
Set

5-3-9. :VOLTage:LIMit:UPper
説明

電圧制限上限値を設定または照会します。

構文:VOLTage:LIMit:Upper <NR2>

クエリ構文:VOLTage:LIMit:Upper?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電圧制限上限値（V）:VOLT:LIM:UP 535.0
電圧制限の上限値を 535.0V に設定します。

25

Query

Set

5-3-10. :VOLTage:LIMit:LOwer
説明

電圧制限下限値を設定または照会します。

構文:VOLTage:LIMit:Lower <NR2>

クエリ構文:VOLTage:LIMit:Lower?

戻り値

<NR2>

例

:VOLT:LIM:LO 0.0

Query

電圧制限下限値（V）

電圧制限の下限値を 0.0V に設定します。
Set

5-3-11. :CURRent:LIMit:OUTPut
説明

電流力行方向制限値を設定または照会します。

構文:CURRent:LIMit:OUTPut <NR2>

クエリ構文:CURRent:LIMit:OUTPut?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

Query

電流力行方向制限値（A）:CURR:LIM:OUTP 32.00
電流力行方向制限値を 32.00A に設定します。
Set

5-3-12. :CURRent:LIMit:LOAD
説明

電流回生方向制限値を設定または照会します。

構文:CURRent:LIMit:LOAD <NR2>

クエリ構文:CURRent:LIMit:LOAD?

パラメータ/戻り値 <NR2>

電流回生方向制限値（A）※“-”符号をつけてください。

例:CURR:LIM:LOAD -32.00
電流制限の回生値を-32.00A に設定します。

26

Query

Set

5-3-13. :POWer:LIMit:OUTPut
説明

電力力行方向制限値を設定または照会します。

構文:POWer:LIMit:OUTPut <NR2>

クエリ構文:POWer:LIMit:OUTPut?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

Query

電力力行方向制限値（W）:POW:LIM:OUTP 5300
電力制限の力行値を 5300 に設定します。
Set

5-3-14. :POWer:LIMit:LOAD

Query

説明

電力回生方向制限値を設定または照会します。

構文:POWer:LIMit:LOAD <NR2>

クエリ構文:POWer:LIMit:LOAD?

パラメータ/戻り値 <NR2>

電力回生方向制限値（W）※“-”符号をつけてください。

例:POW:LIM:LOAD -5300
電力制限の回生値を-5300 に設定します。
Set

5-3-15. :VOLTage:PROTect:UPper
説明

電圧保護上限値を設定または照会します。

構文:VOLTage:PROTect:Upper <NR2>

クエリ構文:VOLTage:PROTect:UPper?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電圧保護上限値（V）:VOLT:PROT:UP 545.0
電圧保護上限値を 545.0V に設定します。

27

Query

Set

5-3-16. :VOLTage:PROTect:LOwer
説明

電圧保護下限値を設定または照会します。

構文:VOLTage:PROTect:LOwer <NR2>

クエリ構文:VOLTage:PROTect:LOwer?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

Query

電圧保護下限値（V）:VOLT:PROT：LO -5.0
電圧保護の下限値を-5.0V に設定します。
Set

5-3-17. :CURRent:PROTect:OUTPut
説明

電流力行方向保護値を設定または照会します。

構文:CURRent:PROTect:OUTPut <NR2>

クエリ構文:CURRent:PROTect:OUTPut?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電流力行方向制限値（A）:CURR:PROT 33.00
電流力行方向制限値を 33.00A に設定します。

28

Query

Set

5-3-18. :CURRent:PROTect:LOAD
説明

電流回生方向保護値を設定または照会します。

構文:CURRent:PROTect:LOAD <NR2>

クエリ構文:CURRent:PROTect:LOAD?

パラメータ/戻り値 <NR2>

Query

電流回生方向保護値（A）※PBW シリーズは“-”符号をつけてください。

例:CURR:PROT:LOAD -33.00
電流回生方向保護値を-33.00A に設定します。
Set

5-3-19. :SLEWrate

Query

説明

スルーレート機能の有効無効を設定または照会します。

構文:SLEWrate {<bool>|OFF|ON }クエリ構文:SLEWrate?

パラメータ

0|OFF

無効

1|ON

有効

OFF

スルーレート機能は無効です。

ON

スルーレート機能は有効です。

戻り値
例:SLEW ON
スルーレート機能を有効にします。

29

Set

5-3-20. :SLEWrate:VOLTage

Query

説明

電圧スルーレート値を設定または照会します。

構文:SLEWrate:VOLTage <NR2>

クエリ構文:SLEWrate:VOLTage?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電圧スルーレート値（V/ms）:SLEW:VOLT 10.000
電圧スルーレート値を 10.000V/msec に設定します。
Set

5-3-21. :SLEWrate:CURRent

Query

説明

電流スルーレート値を設定または照会します。

構文:SLEWrate:CURRent <NR2>

クエリ構文:SLEWrate:CURRent?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電流スルーレート値（A/ms）:SLEW:CURR 10.000
電流スルーレート値を 10.000A/msec に設定します。
Set

5-3-22. :SLEWrate:POWer

Query

説明

電力スルーレート値を設定または照会します。

構文:SLEWrate:POWer <NR2>

クエリ構文:SLEWrate:POWer?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

電力スルーレート値（W/ms）:SLEW:POW 10
電力スルーレート値を 10W/msec に設定します。

30

Set

5-3-23. :BREEder

Query

説明

ブリーダ機能を設定または照会します。

構文:BREEder {<bool>|ON|OFF},<NR2>,<NR2>

クエリ構文:BREEder?

パラメータ

0|OFF

ブリーダ機能無効

1|ON

ブリーダ機能有効<NR2>

放電最大電流設定値(A)<NR2>

タイムアウト時間設定値（sec.）

OFF

ブリーダ機能は無効です。

ON

ブリーダ機能は有効です。

<NR2>

放電最大電流設定値(A)<NR2>

タイムアウト時間設定値（sec.）

戻り値

例:BREE ON,20.00,2
BREEDER 機能を有効、タイムアウト時間を 2sec,放電最大電流を 20.00A に設定します。
Set

5-3-24. :BREEder:THVOLTage
説明

ブリーダ機能閾値電圧を設定または照会します。

構文:BREEder:THVOLTage <NR2>

クエリ構文:BREEder:THVOLTage?

パラメータ

<NR2>

ブリーダ機能閾値電圧(V)

戻り値

<NR2>

ブリーダ機能閾値電圧(V)例:BREEder:THVOLTage 9.8

Query

ブリーダ機能の閾値電圧を 9.8V に設定します。
（9.8V 以下になるとブリーダ機能を停止します。）

31

Set

5-3-25. :OUTRESistance

Query

説明

直流出力抵抗値の設定または照会します。

構文:OUTRESistance <NR2>

クエリ構文:OUTRESistance?

パラメータ/戻り値 <NR2>
例

直流出力抵抗値（Ω）:OUTRES 100.00
直流出力抵抗値を 100.00Ωに設定します。

5-4. 測定コマンド
5-4-1. :MEASure:VOLTage

Query

説明

電圧測定値を返します。

クエリ構文
戻り値
例

:MEASure:VOLTage?
<NR2> 電圧測定値（V）:MEAS:VOLT?
>5.0
電圧測定値は 5V です。

5-4-2. :MEASure:CURRent

Query

説明

電流測定値を返します。

クエリ構文
戻り値

:MEASure:CURRent?
<NR2> 電流測定値（A）

例:MEAS:CURR?
>0.50
電流測定値は 0.5A です。

32

5-4-3. :MEASure:POWer

Query

説明

電力測定値を返します。

クエリ構文
戻り値
例

:MEASure:POWer?
<NR2> 電力測定値（W）:MEAS:POW?
>300
電力測定値は 300W です。

5-4-4. :MEASure:ACPOWer

Query

説明

AC 電力測定値を返します。

クエリ構文
戻り値
例

:MEASure:ACPOWer?
<NR2> AC 電力測定値（W）:MEAS:ACPOW?
>270
AC 電力測定値は 270W です。

5-5. 非常停止コマンド
5-5-1. :EMERgency:STOP

Set

説明

非常停止します。

構文:EMERgency:STOP

例:EMER:STOP
非常停止指令を送信します。

33

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13
https://www.texio.co.jp/

藤和不動産新横浜ビル 7F

アフターサービスに関しては下記サービスセンターへ
サービスセンター 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-18-13
藤和不動産新横浜ビル 8F

TEL.045-620-2786