第７回 放射線計測フォーラム福島

福島第一原子力発電所における作業環境の放射線計測と今後の課題
2016年12月13日

東京電力ホールディングス株式会社

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

１．発表内容（１）発電所構内の放射線計測
・メッシュサーベイ
・走行サーベイ・線量率モニタ・指向性モニタリング（２）3号機燃料取り出し作業に係る放射線計測
・ガンマ線スペクトル測定・６方位線量測定
・線量率モニタ

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1

２－１．発電所構内の放射線計測（2016年10月現在）
胸元高さ

胸元高さ（地表面から1m程度）の線量率を電離箱で測定し、定期的にデータ更新。
胸元高さの線量分布は、１～４号機周辺を中心として高い線量率となっている。

地表面
提供：日本スペースイメージング（株）(C)DigitalGlobe

厚さ1.5cmの鉛でコリメート
して測定した地表面（地表面から1cm程度）の線量率は、
敷地内除染やフェーシングにより、１～４号機周辺を除き、概ね5μSv/h以下まで低減。

提供：日本スペースイメージング（株）(C)DigitalGlobe

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社2２－２．主要道路の走行サーベイによる線量測定
構内主要道路の線量分布は、年々、低線量側にシフトしている。

＜2014年度 第２四半期＞＜2015年度 第2四半期＞＜2016年度 第2四半期＞

提供：日本スペースイメージング（株）(C)DigitalGlobe

提供：日本スペースイメージング（株）(C)DigitalGlobe

提供：日本スペースイメージング（株）(C)DigitalGlobe（2014.8 測定）（2015.8 測定）

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社（2016.8 測定）3

２－３．線量率モニタについて
発電所構内で働く作業員の方が、実際に作業する現場の線量率を見ることができるよう、
現場に線量率モニタを設置し、リアルタイムで値を表示。（2015年4月から20台運用、
2016年1月より66台追加（計86台））
また、現場に出発する前に作業する場所も含めた構内の線量率を見られるよう、免震重要棟及び入退域管理棟で作業員の方が見やすい場所に大型ディスプレイを設置。連続ダストモニタの測定値についても大型ディスプレイで表示。

主な機器仕様約160㎝① 線量率モニタ
測定範囲：０.１μSv/h ～ １００mSv/h
電
源：バッテリー駆動とＡＣ電源の選択可※日照なしで１０日間まで連続稼動可能
その他 ：ＧＰＳ機能付（設置場所変更後も自動追跡可）② 大型ディスプレイ
線量測定結果の色分けマッピング表示
各測定点の線量率をトレンド表示
データ更新頻度：１０分毎

重さ:約160㎏

線量率モニタの外観イメージ図
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

4

２－３．敷地内線量率データの表示
線量率モニタの設置状況

大型ディスプレイの表示イメージ

線量率モニタ設置場所（2016年1月現在）

入退域管理棟内のディスプレイ

免震重要棟内のディスプレイ

既運用箇所（20箇所）
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

追加設置箇所（66箇所）

5

２－４．指向性モニタリングについて■ 指向性モニタリングとはコリメートした測定器（NaIシンチレータ）を用いて、測定点を中心とした全方位（26分割）の線量率を測定し、各方位からの線量寄与を調査する手法。
円内写真方向からの空間線量率影響(μSv/h)を評価

0.01

水平方向
225°270°315°0° 45° 90°135°180°

１
９

４
３

17
10
18

11

12

19

上下方向

２

180°
135° 2

3

4

5

6

7

8

9

90° 10

11

12

13 14

15

16

17

45° 18

19

20

21

23 24

25

0°

評価仰角約45°

1

22

26

ｺﾘﾒｰﾀ

内部にNaIシンチ
レータを挿入測定点：球の中心
左図の球体の展開図
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

指向性モニタリングのイメージ
6

２－４． １～３号機周辺の指向性モニタリング結果
２号機西側法面にて指向性モニタリングによる線量調査を実施した結果、１～３号
機方向（上空含む）からの線量寄与が大きいことを確認。
測定場所：２号機西側法面の法肩 （３５ｍ盤から１～３号機が視角に入る場所）
測定結果：１～３号機方向の線量（赤点線内：9.60 ～ 22.6[μSv/h]）が高い。
一方、フェーシングされた地表面からの線量寄与は小さい。

１号機 ２号機 ３号機

法肩（35m盤の地表面）
測定場所の空間線量率 170μSv/h （参考：全26方位の測定値合計：168.4μSv/h ）無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

7

３－１．3号機燃料取り出し作業に係る放射線計測• ３号機の使用済燃料プールからの燃料取り出し作業の実施に向けて、原子炉建屋
オペレーティングフロア（以下「オペフロ」という）は、100mSv/h以上の高線量の放射線環境であるため、オペフロ上の作業の実施には被ばく低減対策が不可欠である。
• オペフロにおける作業環境線量の低減手法は、除染や遮へいが考えられるが、より有効な線量低減対策を講じるためには、方向依存性とγ線エネルギー分布の測定により現状を把握することが重要である。
●オペフロ上の線量に寄与している
核種、放射線成分は何か？
⇒ γ線スペクトル測定●どの方向からの線量寄与が大きいか？
⇒ ６方位線量測定●オペフロ上の遮へい設置で周囲の線量に影響があるか？
⇒ 線量率モニタによる連続測定
震災直後のオペフロ（撮影日2011年3月24日）
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

8

３－２．オペフロ線量低減策について

除染当初（撮影日2014年1月31日）

除染・遮へい体設置・プール内大型ガレキ撤去 並行実施
（撮影日2015年11月3日）

除染・遮へい体設置 並行実施（撮影日2016年4月22日）

現在（撮影日2016年11月12日）

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

9

３－３ ．ガンマ線スペクトル測定について
オペフロ上の線量を与える線源について、主線源がオペフロ表面にあるか否か（主線源が表面になければ表面除染よりも遮へいが有効）を確認するため、ガンマ線スペクトル測定を実施した。（2015年10月20日～21日測定）〇：スペクトル測定箇所(計24箇所)
尚、⑥⑫⑯㉑はシールドプラグ継ぎ目部に位置する【除染完了】【除染未完】【除染未計画工区】【除染計画工区】(2015年10月21日現在)
γ線スペクトル測定箇所
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

10

３－４．ガンマ線スペクトル測定器の概要
測定器の外観測定器の構造（内部に半導体検出器、PC等をセット）
377

SUS

150

遮へい鉛
50

Ｌｉイオン電池
超小型PC

175

銅冷却フィ ン

0.8mmφコリメータ孔

後部カバー
銅特性X線カットフィルタ（最厚5mm）

半導体検出器・波高分析回路

半導体検出器※１、PC、バッテリー

最大重量：50ｋｇ

吊り上げ架台※２2※１：CdZnTe半導体を用いたガンマ線検出器※２：つり上げ架台の赤点線位置に測定器を下向きに固定
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

11

３－５．ガンマ線スペクトル測定結果
核種の定性
オペフロ上のスペクトル（青線）は、いずれの測定ポイントにおいてもCs-13４とCs-137の光電ピークが検出され、それ以外の核種は検出されていない。
（赤線は、校正施設でのCs-137スペクトル）
放射線成分の把握
コンプトン領域と光電ピークとの大きさを比較することにより、散乱の影響の大きさが分かる。
青線と赤線の二つの測定結果を比較すると、オペフロ上の測定
結果では、散乱線の影響を大きく受けている。

（代表例）

No.14（炉心上部）標準Cs-137スペクトル

オペフロ表面の除染を継続する
よりもオペフロ上を遮へいする段階にあることを判断。
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

12

３－６．ガンマ線スペクトルによる線源位置の推定

ガンマ線が散乱体と相互作用（散乱）せずに到達したガンマ線を直接線と呼ぶ。
直接線

散乱線
ガンマ線が散乱体に衝突すると、散乱を起こす。この散乱したガンマ線を散乱線と呼び、この現象をコンプトン散乱と呼ぶ。

計数値

散乱線が多い場合(オペフロ上の測定結果）

γ線エネルギー
検出器には直接線（「光電ピーク」）とコンプトン散乱によって発生した散乱線が観測される。散乱線は、エネルギーの低い領域に観測され、この領域を「コンプトン領域」と呼ぶ。

散乱線が少ない場合(校正施設の測定結果）
計数値

直接線

光電ピーク

コンプトン領域

光電ピーク

コンプトン領域校正施設では、放射線源を直接検出器に照射しているため、直接線が観測される。なお、校正施設の壁等で散乱するため、散乱線も若干観測される。
コンプトン領域と光電ピークとの大きさを比較することにより、散乱の影響の大きさが分かる。二つの測定結果を比較すると、オペフロ上の測定結果では、散乱線の影響を大きく受けている。オペフロ上の線源は、オペフロ表面に残っているというよりも散乱線の大きくなるような領域（表面ではない場所）に線源があると推定される。
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

γ線エネルギー13

３－７． 遮へい設置後のガンマ線スペクトル測定結果
測定方法
A工区第Ⅰ期に設置した遮へい体（25cm鉄板）の遮へい効果を確認するため、P11に示した測定器をA工区遮へい体上に置いて、ガンマ線スペクトル測定を実施（2016年5月31日
測定、右下図の７箇所で各５分間測定）。
測定結果
遮へい設置後のガンマ線スペクトルは、いずれの測定点においても、遮へい体により散乱
線の領域やＣｓの光電ピーク(左下図中aの成分）が大幅に低減した。
遮へい設置前（2015年10月測定）のガンマ線スペクトル面積と比較した結果、１／1000
以下に低減した箇所（No.⑱、⑳）を確認。

測定ポイント（⑬⑭⑮⑯⑱⑲⑳）

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

14

４－１．オペフロにおける線量測定【中間測定】
大型遮へい体（F工区以外）設置後の線量低減状況を確認するため、個人線量計を用いた６方位線量測定を実施した。
【測定日】2016年９月21～27日【測定ポイント】オペフロ、構台、構台間の152点【測定高さ】遮へい体から120cm高さ（作業員の胸の高さ）【測定器】個人線量計（APD）×６個【測定時間】各点５分間（６方位の線量を同時測定）クレーンによる遠隔操作状況①収納ケース②吊り上げ架台（84.5cm×84.5cm×90cm）③水を満たしたアクリル容器（30cm×30cm×30cm）④無線式サーベイメーター
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

15

４－２．下方向の線量測定結果概要（2016.9.21～27測定）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
13’

A
A’

遮へい体未設置箇所（図中の部）がある状態で測定したため、未設置箇所及びその近傍に、５mSv/h以上の線源が残っている。

B
C
D
E
F

未設置箇所への遮へい設置完了後、別途線量測定を実施予定。

G
H

20mSv/h以上
10～20mSv/h
5～10mSv/h
5mSv/h未満（下方向線量率）

I
J
K
K’
L

（撮影日2016年9月20日）
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

16

4－３．下方向の線量率分布
大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置前※（2016.3.24～3.29測定）

大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置後（2016.9.21～9.27測定）

平均値
38.26mSv/h

平均値
5.29mSv/h（86％低減）※オペフロ面から150cm
高さで測定

0

0.1

0.5

1

5

10

50

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

100

500 mSv/h17

4－４．水平方向最大値の線量率分布
大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置前※（2016.3.24～3.29測定）

大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置後（2016.9.21～9.27測定）

平均値
32.55mSv/h

平均値
4.55mSv/h（86％低減）※オペフロ面から150cm
高さで測定

0

0.1

0.5

1

5

10

50

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

100

500 mSv/h18

4－５．遮へい設置前後の線量寄与の比較
大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置前（2016.3.24～3.29測定）

大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置後（2016.9.21～9.27測定）下方向からの寄与が最大
水平方向からの寄与が最大上方向からの寄与が最大
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

19

4－６．水平方向最大値の方向性＜凡例＞
北側の個人線量計が最大（北側からの線量が高い）

各測定点（〇）において、
水平方向の各面に取り付けた４個の個人線量計のうち、最大値を示した個人線量計の向きを示す。
最外周付近は、建屋の外に向いた矢印となっているため、３号機原子炉建屋外からの線量寄与は見られていない。
なお、北側はR/W屋上のガレキ等による影響と考えられる。

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

20

４－７．オペフロ有人作業例（移送容器支持架台設置）
移送容器支持架台設置の吊り込み作業を以下の内容で実施。
作業期間：1日
作業人数：約１２人×１班
作業時間：１２０分／班・日⑥
移動時間等含む

①
⑦

②

渦巻形状①

⑤

衝立形状⑥

使用済燃料プール

衝立形状⑤
使用済燃料プール

移送容器支持架台

⑧

⑥

衝立形状⑥

④

渦巻形状③

仮設遮へい体設置状況写真（撮影日2016年11月9日）③

FHMガーダ設置位置（移送容器支持架台設置の後工程）

有人作業イメージ（移送容器支持架台吊り込み）

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

21

４－７．オペフロ有人作業例（移送容器支持架台設置）
渦巻形状および衝立形状の仮設遮へいを設置して、作業エリアの線量率をさらに低減した
上で作業実施。
約2,000mm

約2,000mm

約2,000mm

鉄板厚
150mm

鉄板厚
150mm

渦巻形状①③（①③と②④は左右対象）

鉛板マット厚15mm

衝立形状⑥

衝立形状⑦⑧外観

仮設遮へい体仕様
渦巻形状①②③④
衝立形状⑤
衝立形状⑥
衝立形状⑦⑧

鉄板厚150mm
鉄板厚25mm＋鉛板マット33mm
鉛板マット厚15mm
鉄板厚150mm

仮設遮へい体内部の線量（測定日2016年11月14,15日）
壁開口
渦巻形状①②②④の壁開口イメージ

鉄板厚
25mm
衝立形状⑤（鉛板マット取付前）

渦巻形状①②③④の内部の線量
衝立形状⑤⑥の内部の線量
衝立形状⑦⑧の壁越しの線量

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

0.05～0.1mSv/h
0.2～0.8mSv/h
0.2mSv/h22

５－１．３号機周辺の線量率モニタとガンマ線スペクトル測定
３号機オペフロ上の線量が地上面の線量にどの程度影響を与えているかを確認するため、３号機周辺にある５箇所の線量率モニタ（左下図の測定点No.1～５）
により、遮へい設置前後の推移を確認した 。（2016年4月以降）
また、測定点No.1～５の放射線成分を確認するため、CdZnTe半導体検出器を用いてγ線スペクトル測定を実施した。（2016年5月24日、10月12日測定）

CdZnTe半導体検出器
線量率モニタ
提供：日本スペースイメージング（株）、(C)DigitalGlobe

線量率モニタの測定点
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

23

５－２．線量率モニタの推移とガンマ線スペクトル測定結果
３号機オペフロの遮へい設置に伴い、線量率モニタの指示値が低下した。
散乱線の領域のスペクトルが大きく低減していることから、オペフロの遮へい設置により散乱線の寄与（主にスカイシャイン線）が低減したことによるものと考えられる。
散乱線の領域

331μSv/h

224μSv/h

289μSv/h
163μSv/h

散乱線の領域

97μSv/h71μSv/h

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

24

５－２．線量率モニタの推移とガンマ線スペクトル測定結果
散乱線の領域

29μSv/h
16μSv/h

散乱線の領域

41μSv/h
29μSv/h

散乱線の領域

6.7μSv/h
4.0μSv/h

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

25

５－３．１～４号機周辺の線量低減対策への展開
１～４号機周辺の線量分布は、地表面等に残存した線源からの直接線成分（図中①）と、建屋からの散乱線成分（図中②）が存在するため、直接線・散乱線の種類、線源
方向を勘案して、有効な線量低減対策を選択する。
（１）地表面等に残存した線源からの直接線成分に対しては、汚染源の除去、建屋からの散乱線成分に対しては、建屋への遮へいによる線量低減が有効。
（２）建屋周辺の作業エリアにおいては、建屋からの散乱線の寄与が大きいため、建屋方向と上方の遮へい（ボックスカルバートや衝立遮へい等）が有効。
（３）低エネルギーである散乱線成分は、Cs等の直接線成分よりも大きな遮へい効果が見込まれるため、合理的な遮へい（過剰な厚みよりも移動式の遮へい等）を検討する。
②

①
衝立遮へい

衝立遮へい

放射線成分のイメージ

ボックスカルバート

線量低減対策のイメージ
ボックスカルバート
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

26

６．今後の課題●建屋外の作業環境については、・ガンマ線スペクトル測定
・指向性モニタリング
・６方位線量測定などの方向依存性とγ線エネルギー分布の測定により現状を把握して、より有効な線量低減対策を講じている。
また、線量率モニタ等のデータを大型ディスプレイに表示する等、
放射線計測データの伝送システムも構築している。
⇒建屋内の作業環境については、線量率が高く、電源や伝送系も確保しにくいため、建屋外の作業環境
ほど、放射線計測データが得られていない。
高線量の建屋内について、無人による放射線計測、遠隔監視、
伝送システムの構築等により、建屋内の作業環境をリアルタイムに把握して、有効な線量低減対策を実施できる方法を検討している。
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

27

【参考】遮へい体設置工事期間中の飛散抑制対策
3号機オペフロ上のガレキ撤去は2013年10月に完了、除染は2016年6月に完了し、ダストが飛散するリスクを低減。
遮へい体設置工事期間中、1/10に希釈した飛散防止剤を、m2あたり1.5ﾘｯﾄﾙ以上散布を実施。
飛散防止剤の定期散布（1回/月）（遮へい体未設置範囲）
遮へい体設置に干渉する鉄筋等の切断前に飛散防止剤を散布
オペフロ上のダスト濃度は、警報設定値(5.0×10-3Bq/cm3)※ の2桁程度低いオーダーで推移しており、今後も監視を継続する。
※敷地境界モニタリングポスト近傍のダストモニタ警報値より設定した公衆被ばくに影響を与えないように設定した値2桁程度低い値

ダストモニタ設置位置（計4台 作業構台上）
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

28

【参考】福島第一における放射性物質の飛散監視体制
オペフロ上のダストを測定するモニタ（ １，３号機）、敷地内のダストを測定するダストモニタ（ 10箇所）、敷地境界付近を測定するダストモニタ（ 8箇所）を設置して、ダストの飛散状況を常時監視。

●オペレーティングフロア上のダストモニタで監視●構内ダストモニタで監視△敷地境界ダストモニタで監視●敷地境界モニタリングポストで監視
無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

29

【参考】下方向の線量率の遮へい設置前後の比較
大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置前※

大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置後

下部APD測定値（2016.3.24～3.29測定）
単位：ｍSv/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13' 14
1.94
2.84 3.51 3.98 3.90 3.33 3.19 2.16 1.90 1.51 1.25
A
A'
21.80
48.43 56.70 47.12 30.97 26.85 17.50 15.27 15.76 9.53
1.31
B 13.54111.92 107.62 73.95 56.04 55.06 27.95 23.97 26.03 18.40
21.76
1.43
C 20.23
10.00 75.46 268.70 145.22 159.37 52.12 25.81 17.93 30.26 9.09
1.88
2.31
D
59.92 117.70 218.70 126.89 144.92 23.95 16.50 14.07 8.31
3.12
1.27
E 10.49
11.90 60.09 323.26 150.47 209.90 84.97 18.44 14.78 16.90 5.19
2.37
1.43
F
111.90 212.95 124.62 56.82 35.20 22.05 18.80 24.30 11.56
22.50
1.39
G 9.41272.95 245.45 36.01 15.25 25.17 18.23 30.58 11.70
23.17
53.06
1.23
H
31.52
52.80
63.88 21.25 12.62 17.64 16.09 12.19 8.90
1.10
I 12.92
10.80
17.86
44.20 35.40 11.94 14.23 16.46 22.05 11.80 6.80
1.20
J
15.11
12.94 9.00 19.01 15.46 13.68 6.08 3.51
8.08
0.80
K 8.60K'
1.25
1.47
2.41 2.16 1.88 1.80 1.98 1.96 1.65 0.86
0.51
L

下部APD測定値（2016.9.21～9.27測定）
単位：ｍSv/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13' 14
1.16
1.43 1.57 1.55 1.31 1.08 1.06 0.73 0.55 0.57 0.45
A
10.43
8.92
8.33
3.78
A'
19.66
14.11 0.86 0.71 1.33 4.12 2.53 1.88 1.39 4.31
0.41
B 11.62
7.59 23.30 50.76 3.27 0.82 2.12 9.68 7.78 4.92 5.84 6.94
0.49
C 14.95
0.65
1.86 92.28 5.78 0.69 1.14 19.48 11.27 13.47 2.69 0.98
0.63
D
24.25 1.72 0.86 1.49 55.06 16.52 9.68 4.45 4.25
0.29
0.43
E 6.060.20
0.88 2.76 2.04 0.90 13.74 36.83 14.27 11.13 6.04 1.35
0.37
F
0.12 0.16 0.25 0.51 8.53 17.01 29.65 18.84 12.23 13.05 5.78 4.53 0.53
G 0.780.06
0.10 0.24 0.49 1.71 2.47 2.23 2.43 1.90 2.16 1.47
0.35
H
0.10 0.08 0.16 0.63 0.65 1.80 1.49 2.61 2.00 0.74 2.57 3.80 0.53
I 1.080.06
0.06 0.12 0.20 0.53 0.45 1.78 2.80 2.41 0.69 0.96
0.35
J
0.06
0.10
0.59 0.49 11.31 1.22 4.02 0.53 0.80
0.31
K 1.80
6.72
3.25
K'
0.27
0.18
0.35 0.29 0.41 0.86 1.69 1.02 0.88 0.39
0.24
L

平均値
38.26mSv/h※オペフロ面から150cm
高さで測定

0

0.1

0.5

平均値
5.29mSv/h（86％低減）
1

5

10

50

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

100

500 mSv/h30

【参考】水平方向最大値の線量率の遮へい設置前後の比較
大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置前※

大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置後

4側面APD最大値（2016.3.24～3.29測定）
単位：ｍSv/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13' 14
3.65
5.00 5.90 6.77 7.05 6.04 5.83 4.28 3.67 3.03 2.47
A
A'
20.56
50.76 51.31 42.77 31.44 25.70 18.46 14.75 14.54 11.00
3.04
B 12.99
16.03
77.50 91.96 68.23 49.91 38.11 27.34 19.06 20.76 15.35
3.59
C 13.53
19.65 89.15 197.08 135.49 93.25 60.46 31.44 17.67 27.66 11.12
4.53
4.83
D
66.10 94.35 136.90 96.33 152.73 31.78 17.28 16.01 9.02
8.02
3.81
E 6.9423.13 71.52 222.14 121.11 121.01 98.51 27.30 15.38 18.54 7.87
4.69
3.36
F
22.97
91.72 142.94 96.18 64.09 43.17 21.63 15.97 17.89 10.84
3.36
G 8.61149.33 180.13 38.65 19.67 18.42 16.03 18.03 11.02
20.75
39.60
2.86
H
26.03
51.02
69.87 27.83 13.63 14.85 13.95 10.55 9.16
2.67
I 11.67
10.44
15.24
38.13 35.17 15.38 12.44 12.79 14.83 10.49 7.55
2.86
J
15.12
16.75 10.38 15.06 14.44 12.28 7.45 4.79
9.18
1.96
K 8.69K'
2.84
3.47
5.06 4.73 3.86 3.53 3.69 3.57 2.71 1.77
1.16
L4側面APD最大値（2016.9.21～9.27測定）
単位：ｍSv/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13' 14
1.61
1.77 1.63 1.49 1.16 1.00 0.98 0.88 0.74 0.69 0.61
A
8.16
5.28
5.36
3.06
A'
15.50
15.03 1.29 0.96 1.61 4.22 3.63 2.62 2.08 2.90
0.65
B 10.28
9.17 19.49 31.23 7.36 1.26 3.09 6.61 6.08 4.82 5.30 4.35
0.74
C 8.96
1.07
3.71 55.81 9.57 1.14 1.71 14.89 10.51 11.02 3.93 1.59
0.91
D
19.49 3.37 1.51 2.39 48.61 17.87 8.40 5.29 2.63
0.52
0.61
E 4.020.39
1.34 3.53 2.71 2.00 15.34 29.09 15.03 7.83 7.34 1.73
0.63
F
0.25 0.39 0.56 0.99 8.36 11.02 22.26 13.67 9.79 9.22 4.47 4.10 0.88
G 0.960.19
0.22 0.37 0.91 1.96 3.43 3.57 3.24 2.98 2.90 2.14
0.75
H
0.16 0.21 0.33 0.82 0.67 1.51 1.86 2.39 2.71 1.24 1.67 2.35 0.82
I 1.040.14
0.16 0.23 0.35 0.55 0.86 2.12 3.94 2.67 0.94 0.92
0.51
J
0.16
0.21
0.68 0.61 4.65 1.22 1.87 0.66 0.78
0.43
K 1.37
5.14
2.79
K'
0.29
0.24
0.43 0.53 0.73 1.22 1.88 1.31 0.94 0.49
0.33
L

※オペフロ面から150cm
高さで測定

平均値
32.55mSv/h
0

0.1

0.5

平均値
4.55mSv/h（86％低減）
1

5

10

50

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

100

500 mSv/h31

【参考】上方向の線量率の遮へい設置前後の比較
大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置前※

大型遮へい体（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｇ工区）設置後

上部APD測定値（2016.3.24～3.29測定）
単位：ｍSv/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13' 14
2.14
2.86 3.22 3.59 3.94 3.57 3.30 2.51 2.18 1.88 1.63
AA'
17.18 19.56 17.20 13.30 11.08 8.24 6.94 5.65 4.10
8.10
1.59
B 4.6128.25 39.37 29.97 23.48 17.22 11.73 9.98 8.34 5.75
8.04
1.94
C 4.9410.79 29.07 73.20 51.02 40.33 21.56 15.97 12.04 10.24 5.34
2.96
2.79
D
28.19 51.04 64.69 46.33 38.19 16.48 11.28 7.75 4.73
4.96
2.00
E 3.2212.00 27.48 67.36 52.55 54.22 38.01 12.46 9.49 6.92 3.86
2.86
1.86
F
40.78 57.96 51.27 28.25 19.05 10.32 9.49 7.89 4.79
9.02
1.86
G 3.7518.30
56.14 56.79 20.32 11.81 8.81 8.79 8.34 4.79
9.61
1.63
H
10.06
19.95
28.36 14.50 8.16 7.57 7.16 5.92 4.20
1.69
I 5.2413.32 13.48 8.67 6.77 7.06 6.96 4.79 3.16
4.30
7.67
1.73
J
3.98
6.55
7.49 5.51 5.69 5.65 4.92 3.35 2.49
1.18
K 3.35K'
1.69
1.90
2.31 2.20 2.04 1.92 1.92 1.86 1.49 1.06
0.71
L

上部APD測定値（2016.9.21～9.27測定）
単位：ｍSv/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13' 14
0.94
1.06 0.98 0.90 0.75 0.67 0.65 0.61 0.57 0.53 0.51
A
2.61
1.77
1.94
1.43
A'
6.57
3.65 0.82 0.67 0.96 1.69 1.57 1.24 1.18 0.98
0.39
B 3.452.92 6.63 7.55 2.71 0.71 1.37 3.24 3.45 2.73 1.41 1.20
0.43
C 3.120.61
2.08 9.89 3.20 0.78 1.08 5.63 4.90 5.43 1.88 0.88
0.59
D
0.45
4.14 1.41 1.02 1.35 10.12 7.89 5.12 2.71 1.29
0.43
E 1.430.33
0.59 1.26 1.10 1.04 5.49 10.85 6.45 4.96 2.55 1.08
0.47
F
0.27 0.29 0.41 0.69 2.04 4.18 6.77 5.06 3.49 2.65 1.55 1.35 0.47
G 0.330.18
0.20 0.33 0.51 0.80 1.57 1.80 1.71 1.39 1.43 0.88
0.39
H
0.16 0.16 0.27 0.41 0.43 0.88 0.88 1.22 1.26 0.82 0.80 0.96 0.45
I 0.310.16
0.14 0.22 0.27 0.37 0.53 0.94 1.10 0.94 0.61 0.51
0.31
J
0.12
0.18
0.39 0.39 1.29 0.71 0.80 0.43 0.45
0.29
K 0.35
1.49
0.98
K'
0.18
0.18
0.27 0.33 0.43 0.65 0.82 0.67 0.49 0.29
0.20
L

※オペフロ面から150cm
高さで測定

平均値
13.70mSv/h
0

0.1

0.5

平均値
1.68mSv/h（88％低減）
1

5

10

50

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

100

500 mSv/h32

【参考】遮へい体設置
遮へい体は、大型・補完・構台間の3種類に分類する。

凡例

厚さ

A

鉄板250mm

D1～3

鉄板200mmE

鉄板150mm

D4

鉄板100mm

B/C

鉄板65mm

G

鉛毛マット16枚重ね※鉛毛マット下地材：鉄板32mm※図中①：下地材 + 鉛毛マット
図中②：下地材のみ
下地材の下に鉄板250mm敷設F

鉛板マット16枚重ね

凡例

材質
鉄板・鉛板

凡例

厚さ
鉄板65mm
鉄板22mm
鉄板28mm
鉄板50mm

補完遮へい体

構台間遮へい体

鉄板70mm（縦方向設置）

大型遮へい体無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

33

【参考】カバー・燃料取扱設備等設置の作業ステップ
燃料取り出し用カバーおよび燃料取扱等設備の設置（Ⅲ～Ⅸ）は、遮へい体設置（Ⅰ）および移送容器支持架台設置（Ⅱ）の完了後に着手する。
遮へい体設置FHMガーダ設置

燃料取扱機・クレーン設置

Ⅰ

移送容器支持架台設置

Ⅳ

作業床・走行レール設置

Ⅶ

ドーム屋根設置

ストッパ設置Ⅱ
Ⅱ

Ⅴ

Ⅷ

ドーム屋根設置

カバー設置完了

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

Ⅲ
Ⅲ

Ⅵ

Ⅸ

34

【参考】今後のスケジュール
遮へい体設置完了後の線量低減状況を確認した上で、燃料取り出し用カバーおよび燃料取扱設備等の設置に着手する予定。
：線量測定

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ～：P34の作業ステップ番号を示す

西暦

2013年

2014年

2015年
①

除染

2016年
1～6

7

2017年
8

9

10 11 12

1～3

4～6

② ③④

⑤

Ⅰ

⑥

遮へい体設置Ⅱ
移送容器支持架台設置
Ⅲ～
燃料取り出し用カバー等設置※他作業との干渉等により工程が変更する可能性がある。
【線量測定凡例】①：γ線スペクトル測定（核種特定・線源位置推定・遮へい効果の確認） ④：γ線スペクトル測定（遮へい効果の確認 A工区第Ⅰ期設置後）⑤：６方位線量測定（線量低減状況の確認 A,B,C,D,E,G大型遮へい体設置後）②：６方位線量測定（線量低減状況の確認 A工区第Ⅰ期設置前）③：６方位線量測定（線量低減状況の確認

A工区第Ⅰ期設置後）⑥：６方位線量測定・γ線スペクトル測定・γカメラ撮影（線量低減状況及び遮へい効果の確認 全遮へい体設置後）

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

35