RFID テスター製 品 カタログ

RE 1000 / TE 1000 / SF 1000
RE 1000 リーダー エミュレータ
TE 1000 タグ エミュレータ
SF 1000 スニファー テスター

<タグテスト><リーダーテスト><タグ／リーダーテスト>

困難な RFID 計測を迅速化する RFID 計測のデファクトスタンダード

RFID は無線 ID タグにより人やものを識別する仕組みで周波数帯により、すでに電子マネーなどとして広く普及されているＨＦ型と、ＨＦ型と比べるとアクセスピント間の通信距離が長く（３～７メートル）今後
爆発的な普及が期待されているＵＨＦ型とに主に分かれます。しかしながらＵＨＦ型に関しては各社が試行
錯誤を重ねている段階で、標準的なテスターは開発されていませんでした。
ＲＦＩＤテスター [RE 1000/TE 1000/SF 1000]は ISO/EPC Global 規格など複数の国際標準規格に対応しており、困難だった RFID の計測を迅速化することが可能な世界初の RFID テスターです。
リアルタイムの信号処理を可能とする FPGA ベースの IF トランシーバを使用しているので ISO/EPC Global
規格のタグ、リーダーの信号を周波数、パワー、コマンドパラメータを変えながらリアルタイムに模擬することが可能です。
また、拡張性にすぐれたソフトウェアで十分に機能を拡張できる PXI プラットフォームを採用しており、RFID タグの周波数帯全域パワー応答特性やリーダーライターのコンファーマンス試験、生産ライン上の量産試験など様々な試験の用途に合わせてアプリケーションを構築できます。

HF 対応 スタンダードタイプ

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

HF 対応 省スペースタイプ

2/24

■システム概要

デスクトップＰＣ

ＰＸＩ

ⅠＦトランシーバ■ブロックダイアグラム
デスクトップ PC
レスポンス

PXI PCI

ADC

FPGA

コ
ンダ
バウ
ーン
タ

－

ベースバンド

DAC

DUC

チ
ャ
ン
ネ
ル

IF トランシーバ
DDC

DMA

ホ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー

ＰＸＩ

コマンド

RFID テスター

バ
ス

ア
ン
プ

RFID

RF

IF
コ
ンア
バッ
ープ
タ

UUT

ア
ン
プ

ケーブルまたは
エアインターフェース

ペリテックの RFID テスターは RFID デバイスの計測、及び評価と試験を可能とするテストシステムです。
RFID テスターは RFID プロトコルに対応し、リアルタイムコミュニケーションを行うことができる世界で唯一のテスターです。このテスターには高性能で拡張性のある NI 社製のベクトル RF 計測モジュールを使用し、これらのモジュールを使用するよりリアルタイムの RF 信号の発生及び解析、また RFID 標準規格に沿った RFID 信号の発生、解析が可能となります。

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

3/24

評価試験ではホストコントローラーから RF モジュールに標準または独自のコマンド、パラメータをダウンロードし、ベースバンド信号は RF モジュールによって RF 信号に変換され、ケーブルもしくはエアイン
ターフェースで RFID の UUT に送信されます。PXI システムのハードウェアトリガーにより UUT からのRF 信号応答は RF モジュールによって同時に収録、ベースバンド信号に変換され DMA チャンネル経由でホストコントローラーにデータが送られます。ベースバンドの IQ データは mandatory コマンド、オプショナルコマンドまたは独自コマンド信号及び RFID 信号応答データを高性能なホストコントローラーによりソフトウェアでビジュアルに解析することができます。FPGA ベースの IF トランシーバはこのテスターの核となるハードウェアです。この FPGA によるハードウェアリアルタイム処理能力でリアルタイムの変調、復調、エンコード、デコードを行います。これにより EPC Class 1 Generation2 などの RFID 標準規格のリ
アルタイムハンドシェイクコミュニケーションが可能となりました。
再構成可能な FPGA IF トランシーバで RFID テスターは現在の標準規格のさまざまな機能の実装、将来の RFID 標準規格の追加が容易になります。RFID テスターのソフトウェアは使いやすいテストパネル及びRFID 製品の開発者のために付属の RFID テスターツールキットを提供しています。従って、テストパネル
からのテスト項目だけでなく RIFD テスターツールキットを使用しての高度な試験、独自の試験の追加が可能となります。また、複雑な試験、シーケンス検査項目にも RFID テスターツールキットと自動評価ツール[Test Stand]などの生産管理テストソフトウェアを使用してスムーズに対応することができます。

ホスト
コント
ローラ

Ｉ
Ｆ
Ｆト
Ｐラ
Ｇン
Ａシ
ー
バ

コマンドロード

物理解析

プロトコル解析

エンコーディング

リアルタイム処理

デコーディング変 調

復 調

RFID テスターリアルタイム処理図

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

4/24

■拡張性に優れたハードウェアプラットフォーム
ＲＦＩＤテスター[RE 1000/TE 1000/SF 1000]は柔軟性のある PXI ハードウェアプラットフォームを使用
しているのでアプリケーションに応じて必要なハードウェアモジュールだけを選択することが可能です。
また、ご要望に応じて信号発生器やマルチメータなど計測モジュールを追加することも可能です。

機能拡張
事例：
RFID タグの測定に同期して他の装置に信号波形を送信する機能を追加する信号発生器モジュール

拡張するモジュールを選択 マルチファンクション
 データロガー カウンタ シリアルインターフェイス…etc

スロット挿入RE1000/TE1000/SF1000 基本モジュール

信号を発生する機能を追加(対応ソフトと組み合わせ)■複数のプロトコルに対応可能な柔軟性のあるソフトウェア
ソフトウェアは計測制御に特化しタグラフィカルプログラミング言語である LabVIEW を採用しており複数の RFID 規格を全てソフトウェアで対応しています。ソフトウェア画面の表示項目や表示方法のカスタマイ
ズや機能追加にもご要望に応じて柔軟に対応することが出来ます。
また、生産ラインにも対応した自動計測用シーケンス制御など拡張機能にも充実しています。

リーダー/タグエミュレート

プロトコル解析
規格ごとに対応したソフトウェア
スペクトラム計測

RFID テストツールキット

スイープテストCopyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

5/24

ＲＦＩＤテスター[RE 1000/TE 1000/SF 1000]は、様々なＲＦＩＤに対応するために規格の部分をソフトウ
ェアで対応しています。

リーダーエミュレータ
タグテスト (Reader Emulator)< RE 1000 >テストシステムからリーダーライターの擬似信号を出力し、タグのレスポンスを受信・解析します。
擬似信号のコーディング、変調、タイミングなどのパラメータはユーザーが設定可能です。
タグの周波数特性を高速かつビジュアル的に測定でき、タグを貼り付けたときの特性や製品開発時のシミュレーションなどを行なうことができます。
ブロックダイアグラム

RFID テスター
レスポンス

FPGA
受信

RFID タグ

送信
コマンド

リーダーエミュレータの主な特徴
 パワーの時間変化計測
 スペクトラム計測
 ターンアラウンドタイム計測
 プロトコル解析
 周波数全域パワー特性試験
 タグのレスポンス強度の周波数特性を瞬時に測定。パワーと周波数を変化させながらのスイープテ
ストも高速に測定し、タグの周波数特性の変化をすばやく確認できます。

大
<

パ
ワ
ー
>
<周 波 数 >小≪特性変化が一目瞭然≫

水I vs Q グラフ[貼 付 体 ]Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved[測 定 結 果 ]6/24

タグエミュレータ
リーダーテスト (Tag Emulator)< TE 1000 >リーダーライターからの受信したコマンドに応じて、タグの擬似信号をシステムから リーダーライターに出力し、リーダーライターの信号・応答を解析します。擬似信号のターンアラウンドタイムと応答振幅はユーザーが設定可能です。
リーダーライターの物理試験、プロトコル試験に役立ちます。
ブロックダイアグラム

RFID テスター
コマンド

FPGA

受信

RFID
リーダー
レスポンス

デジタル出力タグエミュレータBOX

タグエミュレータの主な特徴







タグレスポンスデータ発生
タグ変調度調整
ターンアラウンドタイム設定
スペクトラム計測
時間計測
プロトコル解析

タグ信号をエミュレート
変調度可変可能
ターンアラウンドタイム可変可能

プロトコル解析

ターンアラウンドタイム設定

ターンアラウンドタイム解析
タグの応答コマンドを任意に設定可能

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

7/24

スニファーテスト
スニファーテスト (Sniffer Tester)< SF 1000 >リーダーライターとタグ間のコマンドとレスポンスの信号を受信・解析します。
通信環境によるリーダーライターとタグ間の電波状態解析/判定に適します。
ブロックダイアグラム

RFID
リーダー

RFID テスター
FPGA

コマンド 及び レスポンス

受信

RFID
タグ
スニファーテスターの主な特徴







タグ/リーダー信号リアルタイムモニタリング
電波強度測定スペクトラム計測
ターンアラウンドタイム測定
プロトコル解析
画像と信号の同期（オプション）

測定に同期して画像を取得

リアルタイムスペクトラム解析

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

8/24

■HF 帯対応コンパクトタイプ
高性能な計測機能はそのままに HF 帯対応で低価格化を実現
持 ち運 びに優 れた省 スペースタイプ

ペリテックのＨＦ帯対応 RFID テスター[RE 1000C / TE 1000C / SF 1000C]は、計測対象を HF 帯に限定することで、低価格化した RFID テストシステムです。
機能が限定されたことにより、RFID テスター本体の価格はＵＨＦ対応タイプの半額以下の価格となりまし
たが、HF 帯の ISO/EPC Global 規格,ISO/IEC 14443,18000-3,18092(NFC)など複数の国際標準規格に対応しており、ＵＨＦ対応タイプと同様にリアルタイムの信号処理を可能とする FPGA ベースの IF トランシーバを使用しているので、コマンド送受信、時間解析、スペクトラム解析、ターンアラウンドタイムの設定および測定、レスポンス波形のプロトコル解析などをリアルタイムで評価をすることができます。

マイクロ波,UHFRE 1000 /TE 1000 /SF 1000

HF
RE 1000C / TE 1000C / SF 1000C
RE 1000S/TE 1000S/SF 1000S
ぺリック RFID テスター対応図

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

9/24

機 能 性 ・ 携 帯 性 に優 れた省 スペースタイ プ

省スペースタイプ HF 対応 RFID テスター[RE 1000S / TE 1000S / SF 1000S]は、コントローラー(PC)にノートパソコンを使用し、FPGA IF トランシーバを外付けにすることで、携帯性・省スペース性に優れた RFID テスターです。省スペースタイプではありますが、標準タイプ(デスクトップ PC 使用)の HF 対応
RFID テスター[RE 1000C / TE 1000C/ SF 1000C]と同様の機能を持ち、オプションにより計測の自動化など幅広いカスタマイズが可能です。

RFID テスター

RFID タグ標 準 アンテナセット(オプション)
FPGA IF トランシーバ

RF ア ン プ ,ア ッ テ ネ ー タ・・・etc (オプション)

HF 帯対応 RFID テスター 構成図

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

10/24

■ＵＨＦ対応ＲＦＩＤテスターにアップグレード可能
HF 対応 RFID テスター[RE 1000C/TE 1000C/SF 1000C]は、UHF 対応システムを追加することで UHF 対応のRFID テスター[RE1000/TE1000/SF1000]に移行することが可能です。

UHF 対応 RFID テスターシステム

デスクトップＰＣ
ＨＦ対応ＲＦＩＤテスター

UHF 対応RFID テストソフトウェア
UHF 対応ハードウェアオプション
UHF アンテナ
カプラー・・・etcＲＦＩＤテ ス タ ー 応 用 例
ペリテックの RFID テスターは、オプションと組み合わせることにより多彩な測定を行うことが可能になります。
事例:タグテスト ～タグの周波数特性試験～
 アンテナから一定の周波数とパワーの信号を出力し、タグからのレスポンスパワー,コマンドを解析する。
 測定パラメータ、ステージ移動のシーケンスを実行する。
 測定後に測定データを自動的に保存する。

①測定シーケンスを作成/実行

RFIDテスターシステム②X/Y/Z軸をステージ移動しながら測定

HO72018 ステージ装置③測定データをリアルタイム表示④測定データを保存

グラフに信号パワー、周波数、時間、
測定ポイント(X/Y/Z)、距離の関連を表示

指定した形式で自動保存(Excel,Word,PDF,txt,CSV･･･etc)
ステージ制御 RFID タグ周波数特性試験 図

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

11/24

■ソフトウェア 一覧〈 RE 1000 / TE 1000 / SF1000 〉ソフトウェア
規格名

周波数

リーダー
エミュレータ

スニファー
テスト

タグテスト
ISO 14443 Type A
ISO 14443 Type B
ISO 15693
ISO 18000－3 Mode1
ISO 18000－3 Mode2

13.56MHzI Code 1
ISO 18092 NFC
EPC HF Class1
EPC HF Class1 Version2
ISO 18000－7

433.92MHz

ISO 18000－6 Type A
ISO 18000－6 Type B
ISO 18000－6 Type C(EPC Class1 Generation 2)
ISO 18000－4 Mode1
ISO 18000－4 Mode2

860－960MHz

2.45GHz

Secure RFID Protocol

860－960MHz

その他 独自規格

250k－2.7GHz

タグエミュレータ
基本

完全リーダーテスト

●
●
●
●
●
●
●
●
●
▲
●
●

●
●
●
●
▲
●
●
▲
▲
▲
●
●

●
●
●
●
▲
●
●
▲
▲
▲
●
●

▲
▲
●
●
▲
▲
▲
●
▲
▲
▲
▲

●

●

●

●

●
▲
●
▲

●
▲
●
▲

●
▲
●
▲

●
▲
▲
▲

〈 RE 1000C / TE 1000C / SF 1000C 〉〈 RE 1000S / TE 1000S / SF 1000S 〉ソフトウェア
タグエミュレータ
リーダー
スニファー
エミュレータ
テスト
基本
完全
規格名
周波数
タグテスト
ISO 14443 Type A
ISO 14443 Type B
ISO 15693
ISO 18000－3 Mode1
ISO 18000－3 Mode2

13.56MHzI Code 1
ISO 18092 NFC
EPC HF Class1
EPC HF Class1 Version2
その他 独自規格

250k－80MHz

●
●
●
●
●
●
●
●
●
▲

リーダーテスト
●
●
●
●
▲
●
●
▲
▲
▲

●
●
●
●
▲
●
●
▲
▲
▲

▲
▲
●
●
▲
▲
▲
●
▲
▲

※上記の項目には全て対応可能です。
●は既に販売中の製品です。▲の項目も対応可能です。

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

12/24▼テスト項目及び機能 ▼カテゴリー

ISO – EPC 要求

テスト項目及び機能

タグテスト

リーダーテスト

周波数レンジ
周波数精度
周波数ドリフト
占有周波数帯幅
スプリアス
フレームスペクトラム解析
スペクトラム解析
JTFA 解析
パワーOn/Off 時間
整定時間
送信信号立上り、立下り時間
送信信号パルス幅
送信信号デューティーサイクル
ターンアラウンドタイム
T1, T2, T3, T4
フレーム信号抽出
帯域のパワー

√
N/A
√
N/A
N/A

√
√
√
√
√

N/A

√

ピークパワー
隣接チャネル電力
変調度
パワーOn/Off リップル
パワーオフレベル
送信信号リップル
時間波形解析

N/A
N/A
√
N/A
N/A
N/A

√
√
√
√
√
√

物理レイヤー
周波数領域

時間領域

パワー＆
エンベロープ

機能あり
機能あり
機能あり
N/A
N/A
N/A
N/A
√
√

√
√
√
√
√
√
機能あり

機能あり

プロトコル領域
メモリの内容プロトコル状態遷移
リンク周波数
データレートBit (Etu,Tari…) 長さ
Delimiter 長さ
Preamble パラメータ
上記以外のプロトコルパラメータ
完全なインテロゲーション
ビットストリーム,
デコードメッセージ表示
N/A: ISO－EPC 規格では定義されていません

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

√
√
√
√
√
N/A
√
√

N/A
N/A
N/A
√
√
√
√
√
機能あり
機能あり

13/24

1. 主なハードウェア仕様〈 RE 1000 / TE 1000 / SF1000 〉ソフトウェア仕様
250 kHz ～ 2.7 GHz
20 MHz－145 dBm ～ +10 dBm（保障値）
最大+20dBm(デューティーサイクル 50%の場合)
パワーアンプを外付け可能
入力信号レンジ（RF プリアンプ －130 dBm ～ +30 dBm
オプションを入れない場合）
プリアンプを外付け可能
絶対精度±1 dB, typ パワーメータキャリブレーション機能で±0.5dB 以下に
補正可能
雑音密度
－130 dBm/Hz, typ
100 MS/s, 14 bits
IF 入力
200 MS/s, 14 bits
IF 出力
FPGA
Xilinx Virtex－II Pro
0.1dB
パワーステップ
周波数ステップ
最小:1KHz
送信信号周波数、100ms 以下
パワー切替スピード
周波数レンジ
リアルタイム帯域幅
出力信号レンジ（RF パワーアン
プオプションを入れない場合〈 RE 1000C / TE 1000C / SF 1000C 〉〈 RE 1000S / TE 1000S / SF 1000S 〉ソフトウェア

仕様
周波数レンジ
リアルタイム帯域幅
出力信号レンジ（RF パワーアン
プ外付けの場合）
入力信号レンジ（RF プリアンプ
オプションを入れない場合）
絶対精度
雑音密度
IF 入力
IF 出力
FPGA
パワーステップ
周波数ステップ
送信信号周波数、パワー切替スピード

250 kHz ～ 80 MHz
20 MHz－145 dBm ～ +36 dBm[HO72011－04]アンプを接続した場合－130 dBm ～+8.5dBm
プリアンプ,アッテネータを外付け可能±1 dB, typ パワーメータキャリブレーション機能で±0.5dB 以下に補正可能－130 dBm/Hz, typ
100 MS/s, 14 bits
200 MS/s, 14 bits
Xilinx Virtex－II Pro
0.1dB
最小:1KHz100ms 以下

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

14/24

2. 主なソフトウェアの仕様
項目

RFID テスター仕様

カスタムコマンド単位ISO 14443 Type A

規格
周波数
中心周波数
周波数精度
変調
コマンド変調変調度
レスポンス復調
RF エンベロープ
パワーOn/Off 時間
パワーOn/Off リップル
立上り/立下り時間
リップル
パルス幅
データコーディング
コマンドエンコーディング
レスポンスデコーディング
データレート
コマンドデータレート
レスポンスデータレート
リンクタイミング
Etu
Etu 調整ステップ
ターンアラウンドタイム T1
コマンドセット
Mandatory コマンドISO － EPC 規格

10－20, 調整可能
1

13.56
±7

MHz
kHz

ASK
50－100, 調整可能
Sub－carrier OOK

ASK100
Sub－carrier OOK

%

us
%
us
%
us

0－5000, 調整可能
<2.5
<0.5
<2.5
1.0－4.0, 調整可能

<1.5
<10
2.0－3.0

Modified Miller
Manchester

Modified Miller
Manchester

78－15678－156

106
106

kbps
kbps

6.4－12.8, 調整可能
0.04
測定可能

9.44

us
us
us

全て対応

REQA, WUPA, Anticollision,
Select, HLTA, RATS, PPS,
I－Block, R－Block,
S－Block_wtx,
S－Block_deselect(nx128+84)/ fc, (nx128+20)/fc

Reserved またはカスタムコマンド

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

15/24

項目

RFID テスター仕様

カスタムコマンド単位ISO 14443 Type B

規格
周波数
中心周波数
周波数精度
変調
コマンド変調変調度
レスポンス複変調
RF エンベロープ
パワーOn/Off 時間
パワーOn/Off リップル
立上り/立下り 時間
リップル
パルス幅
データコーディング
コマンドエンコーディング
レスポンスデコーディング
データレート
コマンドデータレート
レスポンスデータレート
リンクタイミング
Etu
Etu 調整ステップ
ターンアラウンドタイム T1
コマンドセット
Mandatory コマンドISO － EPC 規格

10－20, 調整可能
1

13.56
±7

MHz
kHz

ASK
10－30, 調整可能
Sub－carrier BPSK

ASK
15－25
Sub－carrier BPSK

%

us
%
us
%
us

0－5000, 調整可能
<2.5
<0.5
<2.5
1.0－4.0, 調整可能

<1.5
<10
2.0－3.0

NRZ－L
NRZ－L

NRZ－L
NRZ－L

78－15678－156

106
106

kbps
kbps

6.4－12.8,調整可能
0.04
測定可能

9.44

us
us
us

全て対応

REQB,WUPB,
Slot－MARKER,ATTRIB, HLTB, I－Block,
R－Block, S－Block_wtx,
S－Block_deselectMax (256/fs)*2FWIReservedまたは カスタムコマンド

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

16/24

項目

規格
周波数
中心周波数
周波数精度
変調
コマンド変調変調度
レスポンス復変調
RF エンベロープ
パワー
On/Off タイム
パワーOn/Off リップル
立上り/立下り時間
リップル
パルス幅
データコーディング
コマンドエンコーディング
レスポンスデコーディング
データ幅
コマンド データ幅
レスポンス データ幅
リンクタイミング
Etu
Etu 調整 ステップ
ターンアラウンドタイム T1
コマンドセット
Mandatory コマンド
Optional コマンド

カスタム コマンド

RFID テスター仕様

ISO － EPC 規格

単位

ISO 18000－3 Mode 1, ISO 15693, EPC HF Class 1
10－20, 調整可能
1

13.56
±7

MHz
kHz

ASK
10－100, 調整可能
One/Two Sub－carrier ASK

ASK
10 または 100
One/Two Sub－carrier ASK%

0－5000, 調整可能

us

<2.5
<1.0
<2.5
2.0－16.0, 調整可能

<4.5
<5.0
6.0－9.44

%
us
%
us

1 out of 4 / 1 out of 256 PPM
Manchester

1 out of 4 / 1 out of 256 PPM
Manchester

1.22－39.05
4.88－39.37

1.65 または 26.48
6.62, 6.67
または 26.48, 26.69

kbps
kbps

6.4－12.8, 調整可能
0.04
測定可能

9.44

us
us
us

全て対応
全て対応

Inventory, Stay Quiet
Read Signal Block, Write
Single Block, Lock Block,
Read Multiple Blocks, Write
Multiple Blocks, Select, ResetTo Ready, Write AFI, Lock
AFI, Write DSFID, Lock
DSFID, Get System
Information, Get Multiple
Block Security Status

300－304

Reserved またはカスタム コマンド

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

17/24

RFID テスター仕様

項目

規格
周波数
中心周波数
周波数精度
変調
コマンド 変調

ISO － EPC 規格

単位

ISO 18000－6 Type C, EPC Class 1 Generation 2
800－1000, 調整可能
1

860－960
10

DSB－ASK または PR－ASK

MHz
ppm

DSB－ASK 変調度
レスポンス復変調
RF エンベロープ
パワー On/Off タイム
パワー On/Off リップル
DSB－ASK立上り/立下り時間
DSB－ASK リップル
DSB－ASK パルス幅
PR－ASK
立上り/立下り時間
PR－ASK リップル
データコーディング
コマンドエンコーディング
レスポンスデコーディング
データ幅
Command データ幅
リンク周波数
レスポンス データ幅
リンクタイミング
Tari
Tari 調整ステップ
Tari 精度
ターンアラウンドタイム T1
ターンアラウンドタイム T2
ターンアラウンドタイム T3
ターンアラウンドタイム T4
Delimiter
RTcal
TRcal
Divide Ratio
TRext
コマンドセット
Mandatory Select コマンド
Mandatory Inventory
コマンド
Mandatory Access
コマンド
Optional Access コマンド50－100ASKDSB/SSB－ASK
または PR－ASK
80－100
ASK または PSK

0－5000,調整可能
<2.5
<0.05

<500
<5
0－0.33

us
%
Tari

<2.5
0.0－0.5, 調整可能
<0.25

<5
0.265－0.525
0－0.33

%
Tari
Tari

<2.5

<5

%

PIE x0.5,x1.0
FM0, Miller 2,4,8

PIE x0.5,x1.0
FM0, Miller 2,4,822.22－160
20－8003－800

26.67－128
40－640
5－640

kbps
kHz
kbps

5.0－30, 調整可能
0.04
0.2
測定可能
3.0－100.0, 調整可能
6.0－100.0, 調整可能
0.0－100.0, 調整可能
0－100, 調整可能
1.0－5.0, 調整可能
1.0－5.0, 調整可能
8, 64/ 30, 1

6.25－25

us
us
%
us
Tpri
Tpri
RTcal
us
Tari
RTcal

全て対応
全て対応

SelectQuery, QueryAdjust,QueryRep, ACK, NAK
Req_RN, Read, Write,
Kill, Lock
Access, BlockWrite,
lockErase

カスタムコマンドReservedまたは カスタム コマンド

全て対応
全て対応

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

1
Max(RTcal,10Tpri)x(1±FT)± 2
3.0－20.0
>0.0
>2.0
12.5
2.5－3.0
1.1－3.0
8, 64/3
0, 1

%

18/24

●ハードウェアオプション
型名・記号
品名
HO72001－02

ISO 18047－6
UHF ダイポールアンテナ×2

HO72001－03

ISO 10373－6
HF Interrogator Assembly
ISO 18047－3/ 10373－7 HFInterrogator Assembly

HO72001－04

HO72004－02

ISO 18047－3
HF タグエミュレータ

HO72004－03

ISO 18047－6
UHF タグエミュレータ

HO72010

ダイポールアンテナ(470－1700MHz)

HO72011－04

アンプ(0.5－1000MHz .4W)

HO72011－10

アンプ(10－1000MHz .10W)

HO72011－56

NI プリアンプ(0.1－3000MHz .10W)

説明
ISO 18047－6 [UHF 帯 RFID コンフォーマンス試験
方法]に準拠した試験を行うことが可能な標準アンテ
ナ。
アンテナ形式：半波長ダイポール
周波数範囲：860－960 MHz
入力インピーダンス：50Ω
VSWR：≦1.7
ISO 10373－6[HF 帯 近接型 IC カード試験方法]に準拠した試験を行うことが可能な標準アンテナセット。
ISO 18047－3[HF 帯 RFID コンフォーマンス試験方法]／ISO 10373－7[HF 帯 近傍型 IC カード試験方法]に準拠した試験を行うことが可能な標準アンテナセッ
ト。
ISO 18047－3 に準拠した試験を行うことが可能。
HF 帯 RFID タグの擬似信号を発生させ、TE 1000,TE
1000C,TE 1000S のシステムを使用してリーダーのテストが可能。
ISO 18047－6 に準拠した試験を行うことが可能。
UHF 帯 RFID タグの擬似信号を発生させ、TE 1000のシステムを使用してリーダーのテストが可能。
アンテナ形式：半波長ダイポール
周波数範囲：470－1700 MHz
入力インピーダンス：50Ω
VSWR：≦2
平均相対利得：0 dB
最大許容入力電力：10W
前後比：0 dB
寸法：50×500×70 mm
質量：≦2.5 kg
周波数範囲：0.5－1000MHz
入力インピーダンス：50Ω
利得：40±1.5dBm
VSWR：1.9(in)、2.5(out)
寸法：170×249×89 mm
質量：3.5 kg
周波数範囲：10－1000MHz
入力インピーダンス：50Ω
利得：40±1.5dBm
寸法：216×249×127 mm
質量：9.1 kg[NI PXI－5690]
周波数範囲：0.1－3000MHz
入力インピーダンス：50Ω
固定利得：30dBm
プログラム可能利得：－10～20 dBm
寸法：21.6×249×20 mm
質量：0.26 kg

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

19/24型名・記号

品名

説明

HO72012カプラー(1－2000MHz)

HO72013

サーキュレータ(800－1000MHz)

HO72014－03

SMA ケーブル[プラグ－プラグ] (3ft)HO72014－15

SMA ケーブル[プラグ－プラグ] (15ft)

HO72015－02

電波暗箱(中)HO72015－03

電波暗箱(大)HO72016電磁波シールドテント

HO72017

画像取得システム

HO72018

ステージ装置[HO72001－03]
ISO 10373－6
HF Interrogator Assembly

周波数範囲：1－2000MHz
directivity:30 dB typ
VSWR:1.3
寸法：55×43×19 mm
周波数範囲：800－1000MHz
帯域幅：70MHz
Insertion Loss：0.3 dB
Isolation：25 dB
VSWR：≦1.20
寸法：30×20×33 mm
Insertion Loss：最大 2.95 dB(≦2.5GHz)
Return Loss：最小 23 dB(≦2.5GHz)
Isolation：＞100dB
寸法：914 mm
Insertion Loss：最大 0.6 dB(≦2.5GHz)
Return Loss：最小 23 dB(≦2.5GHz)
Isolation：＞100dB
寸法：4572 mm
シールド性能：60dB 以上(2.4GHz にて)
吸収性能：20dB 以上
コネクタ：SMA×2
寸法：520×520×520 mm
質量：15kg
シールド性能：60dB 以上(2.4GHz にて)
吸収性能：20dB 以上
コネクタ：SMA×4
寸法：1120×620×705 mm
質量：56kg
シールド性能：40dB
対応周波数：100KHz～5GHz
寸法：2.4m×2.4m×2.0m（1.5m×1.5m×2.0m）（3.0m×3.0m×2.4m）
質量：35kg
市販のカメラを使用し、信号と同期して画像を取得するシステム。
ステージの X / Y / Z 軸を制御し、3 次元空間の計測を行う装置。

[HO72016]
電磁波シールドテント

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved[HO72015－02]
電波暗箱(中)20/24

●オーダーインフォメーション
型名・記号

品名
RFID テスター本体

RE1000TE1000SF1000
RE1000C
TE1000C
SF1000C
RE1000S
TE1000S
SF1000S

RFID テスターリーダーエミュレータ（タグテスト）
RFID テスタータグエミュレータ（リーダーテスト）
RFID テスタースニファーテスター（タグ、リーダーテスト）
HF 帯デスクトップ PC タイプ RFID テスターリーダーエミュレータ（タグテスト）
HF 帯デスクトップ PC タイプ RFID テスタータグエミュレータ（リーダーテスト）
HF 帯デスクトップ PC タイプ
RFID テスタースニファーテスター（タグ、リーダーテスト）
HF 帯ノート PC タイプ RFID テスターリーダーエミュレータ（タグテスト）
HF 帯ノート PC タイプ RFID テスタータグエミュレータ（リーダーテスト）
HF 帯ノート PC タイプ RFID テスタースニファーテスター（タグ、リーダーテスト）

RFID リーダーエミュレータ(タグテスト)ソフトウェア
RE77001－03
RE77001－04
RE77001－05
RE77001－06
RE77001－07
RE77001－08
RE77001－09
RE77001－10
RE77001－11
RE77001－12
RE77001－13
RE77001－14
RE77001－15

EPC UHF Class1 Gen2/ISO 18000－6 TypeC リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 15693/ISO 18000－3 Mode1 リーダーエミュレータソフトウェア
EPC HF Class1 リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 14443 TypeA リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 14443 TypeB リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 18000－3 Mode2 リーダーエミュレータソフトウェア
EPC HF Version2 リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 18000－6 TypeA リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 18000－6 TypeB リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 18092 NFC リーダーエミュレータソフトウェア
ISO 18000－4 Mode1 リーダーエミュレータソフトウェア
I Code1 リーダーエミュレータソフトウェア
Secure RFID Protocol リーダーエミュレータソフトウェア

RFID タグエミュレータ(リーダーテスト)ソフトウェア
TE77002－03
TE77002－04
TE77002－05
TE77002－06

EPC UHF Class1 Gen2/ISO 18000－6 TypeC タグエミュレータソフトウェア
ISO 15693/ISO 18000－3 Mode1 タグエミュレータソフトウェア
EPC HF Class1 タグエミュレータソフトウェア
Secure RFID Protocol タグエミュレータソフトウェア

RFID スニファーテスト(リーダー/タグテスト)ソフトウェア
SF77003－03
SF77003－04
SF77003－05
SF77003－06
SF77003－07
SF77003－08
SF77003－09
SF77003－10
SF77003－11
SF77003－12
SF77003－13
SF77003－14
SF77003－15

EPC UHF Class1 Gen2/ISO 18000－6 TypeC スニファーテストソフトウェア
ISO 15693/ISO 18000－3 Mode1 スニファーテストソフトウェア
EPC HF Class1 スニファーテストソフトウェア
ISO 14443 TypeA スニファーテストソフトウェア
ISO 14443 TypeB スニファーテストソフトウェア
ISO 18000－3 Mode2 スニファーテストソフトウェア
EPC HF Version2 スニファーテストソフトウェア
ISO 18000－6 TypeA スニファーテストソフトウェア
ISO 18000－6 TypeB スニファーテストソフトウェア
ISO 18092 NFC スニファーテストソフトウェア
ISO 18000－4 Mode1 スニファーテストソフトウェア
I Code1 スニファーテストソフトウェア
Secure RFID Protocol スニファーテストソフトウェア

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

21/24型名・記号

品名
RFID スニファー+タグエミュレータ(リーダーテスト)ソフトウェア

TE77004－03
TE77004－04
TE77004－05
TE77004－06
TE77004－07
TE77004－08
TE77004－09
TE77004－10
TE77004－11
TE77004－12
TE77004－13
TE77004－14
TE77004－15

EPC UHF Class1 Gen2/ISO 18000－6 TypeC
スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 15693/ISO 18000－3 Mode1 スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
EPC HF Class1 スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 14443 TypeA スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 14443 TypeB スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 18000－3 Mode2 スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
EPC HF Version2 スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 18000－6 TypeA スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 18000－6 TypeB スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 18092 NFC スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
ISO 18000－4 Mode1 スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
I Code1 スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア
Secure RFID Protocol スニファー+タグエミュレータテストソフトウェア

オプション
LV 70001
LV 70002
SV 71001
SV 71002

RFID テスト ツールキット用 LabVIEW パッケージLabVIEW トレーニングパッケージRFID テスター セミナー
RFID テスターキャリブレーション

RFID テスト ハードウェア
HO72001－02
HO72001－03
HO72001－04
HO72004－02
HO72004－03
HO72010HO72011－04
HO72011－10
HO72012HO72013
HO72014－03
HO72014－15
HO72015－02
HO72015－03
HO72016
HO72017
HO72018

ISO 18047－6 UHF ダイポールアンテナ ×2
ISO 10373－6 HF Interrogator Assembly
ISO 18047－3 / 10373－7 HF Interrogator Assembly
ISO 18047－3 HF タグエミュレータ
ISO 18047－6 UHF タグエミュレータ
ダイポールアンテナ(470－1700MHz)
アンプ(0.5－1000MHz .4W)
アンプ(10－1000MHz .10W)
カプラー(1－2000MHz)
サーキュレータ(800－1000MHz)
SMA ケーブル [プラグ－プラグ] (3ft)
SMA ケーブル [プラグ－プラグ] (15ft)
電波暗箱(中)電波暗箱(大)電磁波シールドテント
画像取得システム
ステージ装置Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

22/24

会社案内

ご挨拶
平素は、ペリテックをご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。
ペ リ テ ッ ク は ペ リ フ ェ ラ ル (周 辺 機 器 )と テ ク ノ ロ ジ ー を 社 名 の 由 来 と し 、
T&M(計 測 シ ス テ ム 、 試 験 器 ） を 独 自 に 技 術 研 究 開 発 し て 、皆様にご提案しております。
皆 様 の ペ リ フ ェ ラ ル (周 辺 機 器 )と し て お 役 に 立 て れ ば 幸 い で ご ざ い ま す 。
代表取締役社長 井澤 年宏■プロフィール㈱ペリテックでは、『LabVIEW』という計測・制御のシステム開発に特化したグラフィカルプログ
ラミングソフトウェアを使用したソフトウェア開発からハードウェアの設計・製造まで一貫したシ
ステムインテグレーションで、お客様のご要望に合わせた最適な計測制御システムを短期間かつ低コストで提供しています。

4,000 件以上の豊富な開発実績

主な開発事例｜EMI テスター｜電界強度測定プログラム｜RFID テスター
｜自動試験システム｜IC テスター｜画像処理＆ステージ制御システム｜ECU テスター
・・・・など多数｜レーザーシュミレータ

EMI テスター

IC テスター

高い技術力と強い信頼関係

NI 社
プラチナアライアンスパートナー[ 日本初 ]LabVIEW 設計者認定(CLA) LabVIEW 開発者認定(CLD)
合格者 [ 日本最多数 ]品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得
ＣＳＩＡ認 定 取 得(CSIA:CONTROL AND SYSTEM INTEGRATORS ASSOCIATION)

計測制御に特化したグラフィカルプログラミング

LabVIEW は NI 社の登録商標です

Copyright 2020 PERITEC INC. All rights reserved

23/24

お問い合わせ株式会社ペリテック〒370－0862 群馬県高崎市片岡町 1-17-2
ＴＥＬ：027－328－6970
ＦＡＸ：027－322－7218
E-mail：peritec@mail.peritec.co.jp
ペリテックホームページ
https://www.peritec.co.jp
受付時間：9:00～17:45
月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)◆このカタログの記載内容は、2020 年 07 月 27 日 現在のものです。
◆記載事項はお断りなしに変更することがあります。