交流电子负载装置
PCZ1000A 样本适用于燃料电池发电用逆变器、不间断电源逆变器、太阳能发电用逆变器等各种逆变器及变压器的负载测试!

容量 !
，提高负载行
运列列运行
●并
控设备并单
台5
达
支持多rmsW、50Ak5xa
线式
M式、三相3线3相单
●支持能
踪运行功搭载有追清晰的液晶显示器和「ONE KEY ONE 功能」，
操作更简单 !

交流电子负载装置AC ELECTRONIC LOAD

PCZ1000A●Max 输入负载功率 ：1000W●输入电压范围：14V〜280V（rms）●输入电流范围

：0〜10A（rms）●输入频率范围

：45〜65Hz

备有恒定电流模式／恒定电阻模式／恒定功率模式。
并且搭载有方便的峰值因数功能。
PCZ1000A 是一种交流电子负载装置，它可以峰值因数功能【1.4〜4.0】针对不间断电源等各种逆变器及变压器进行负载可轻松实现波峰电流及高次谐波电流的负载测试，电压波形 电流波形
能提高被测试设备的品质，减轻作业量。

仿真。除通常测试所用的的电阻负载之外，还支
持当今主流的电容器导入型整流负载的模拟测试。
Max 支持 1000W 输入，备有恒定电流／恒定电
阻／恒定功率三种模式。各种模式均不受电压波

通过将交流信号变换为直流信 号，PCZ1000A 实 现 了
小 型 化。 显 示 面 板 采 用 带LED 背 光 灯 的 液 晶 显 示 器形影响，始终保持近似于正弦波的电流波形。并
且还搭载有峰值因数功能，最适用于开关电源的▲C.F设定值1.4▲C.F设定值2.0▲C.F设定值3.0▲C.F设定值4.0模拟电流负载测试。此外，通过 CPU 控制可提（LCD），进行各种操作、显示测试信息时，不会受到周

高操作性，利用 RS232C 可实现外部控制和读入。

围亮度的影响，可方便地查看。在功能上，主要包括利用「ONE KEY ONE 功能」
快 速 进 行 设 定 • 操 作， 及利用 Jog-shuttle 旋钮轻松输入，实现更细致的设定。规 格
14〜280Vrms
20〜400Vpeak
10Arms40Apeak
1000W
45〜65Hz
3Vpeak
0〜10Arms±（1％ of set＋0.1A）以内
10mArms±10mArms以内±100mArms以内
200PPM／℃（标准值）1Ω〜1kΩ
1S〜1mS *20
10Ω〜10kΩ*1能保证额定输入电流的输入电压范围*2输入电压为100Vrms以上时，以额定输入功率（1000W）限制*3输入电压为100Vrms以下时，以额定输入电流（10Arms）限制*4

保证有输入电流的 Min 输入电压*5

输入电流波形不随输入电压波形的变化而变化*8

以正弦波电流波形为基准，输入电压波峰附近的电流导通角为可变

0.1S〜0.1mS *20*9

常温（23±5℃）下*10 输入电压100Vrms、输入电流10Arms时，以输入电源电压的公称值为基准，额设定精确度稳定度设定范围设定精确度*9、14设定分解能输入电压变动*15设定范围

1mS *200.1mS *20±（2％ of set＋0.2A）以内±10％以内50W〜1000W±5％ of set以内
1W±5％以内
1.4〜4.0

分解能0.1

包括主机可多达5台保持主机与从属机上的电流相同。
显示位（全刻度）

10.00Arms

工作电压*1
额定输入（AC）

恒定电流
（C.C）模式*5Max 电流*2
Max 功率*3频率
Min 始动电压*4设定范围设定精确度*9设定分解能LINE变动*10输入电压变动*11
温度系数（额定电流时）稳定度H 范围（10V，全电流）设定范围L 范围（100V，全电流）恒定电阻（C.R）模式*6

恒定功率（C.P）模式*7峰值因数
（C.F）功能*8单控设备并列运行追踪功能电流表

设定分解能H 范围（10V，全电流）L 范围（100V，全电流）（电流换算）*9、*12输入电压变动*13

输入电流的有效值保持一定（响应速度 约1s）
（响应速度:到达固定值（状态发生变化起5s以后的值）±10%范围内的时间）*6

输入电流波形不随输入电压波形的变化而变化
输入电流（有效值）与输入电压有效值成比例（响应速度 约1s）

*7

输入电流波形不随输入电压波形的变化而变化
输入电流（有效值）与输入电压有效值成反比例（响应速度 约1s）

定电压范围变动时的输入电流变化*11 输入电流3.57Arms（输入电压280Vrms时额定）时，输入电压在10〜280Vrm范围内变化时的输入电流变化*12 输入电压100Vrms时
*13 输入电压在10〜100Vrms范围内变化时的电阻值的变化、
输入电流0.5A以上时*14 输入电压100Vrms时
*15 输入电压在10〜100Vrms范围内变化时的功率值变化*16 20ms以内时，关闭[LOAD]键

（RMS显示模式）
电流表精确度*9±1％ of FS以内

显示位（全刻度）

40.0Apeak（PEAK 显示模式）

精确度*9±2％ of FS以内

*18 检测内部散热器表面温度，关闭[LOAD]键

显示位（全刻度）
精确度*9峰值过电流保护（POCP）*16
过电流保护（OCP）*17
过电压保护（OVP）*16
过功率保护（OPP）*17
过热保护（OHP）*18
内部功率元件保护（FUSE BRK）
1电压范围23（公称值）*19300.0Vrms±1％ of FS以内
约48Apeak约11.5Arms
约470Vpeak约1150W－内部保险丝断路
90〜110（100）Vrms
108〜132（120）Vrms
180〜220（200）Vrms*19 切换电压表保护功能

输入电源（AC）

耐压绝缘电阻温湿度范围
外形尺寸（Max 尺寸）质量

4216〜250（240）Vrms

频率50／60Hz
消耗功率（视在功率）
MAX220VA
1次侧－CASE
1500Vac、1分钟
1次侧－负载输入端子
1500Vac、1分钟
负载输入端子－CASE
500Vac、1分钟
1次侧－CASE
DC1000V、20MΩ以上
1次侧－负载输入端子
DC1000V、20MΩ以上负载输入端子－CASE
DC1000V、20MΩ以上
工作温度范围
0℃〜40℃
工作湿度范围
20％〜85％rh（无凝水）保存温度范围
－25℃〜70℃
保存湿度范围
90％rh以下（无凝水）约 430（455）W×128（150）H×400（460）Dmm
约22kg*17 3s以内时，关闭[LOAD]键

*20 S为电导系数的单位（西门子）电导系数 [S] = 1／电阻值 [Ω]电导系数 [S]×输入电压 [V] = 负载电流 [A]

●选购件
■安装支架

KRB3 （英寸支架EIA 标准用）KRB150 （毫米支架JIS 标准用）■并列运行·追踪运行用电缆PC-01 PCZ1000A■程序制作软件「Wavy」
Wavy for PCZ1000A●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产
品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年12月发行

202212PDFCC31a