入力チャンネルを自由に組み合わせ
多入力直流電子負荷装置

オプション

オプション

PEL-2000A series
プログラマブル直流電子負荷■特⾧
メインフレームとプラグインタイプの負荷モジュールによる柔軟な構成
メインフレームで最大8チャネルの複数の独立した負荷入力
負荷容量を増やすための入力の並列接続
繰り返し試験の作業手順を作成するプログラム機能
高速負荷シミュレーションを行うシーケンス機能
OPP/OCP/OVP/OTP 保護機能
アナログ制御コネクタを介したチャネル負荷値制御と電圧電流値監視
マルチインタフェース
PEL-2002/4A: USB、RS-232C、LAN(オプション)、GP-IB (オプション)

パネル紹介
フロントパネル
LAN
89

機能

110

1. メインフレーム LCD Display
2. Function Keys
3. System Keys
4. Number Pad
5. Selector Knob
6. メインフレーム Operation Keys
7. USB input
8. 負荷モジュール LCD Display
9. 負荷モジュール Operation Keys
10. Slave Knob
11. V Sense
12. Terminals (入力端子)
13. Go/NoGo Output
14. GP-IB port (オプション)
LAN port ( オプション)
15. RS-232C (Dサブ9pin)
16. USB - terminal(リモートコントロール用)
17. Frame Control 1, 2
18. Channel Control, 1 - 8
19. USB - termina(+5V電力供給用)

2311541276

リアパネル
14151317161918※写真は、PEL-2004Aに4台の負荷モジュールを搭載した物です。

A.

電子負荷入力仕様を自由にデザイン

PEL-2000Aシリーズは、メインフレーム(2種類)の任意のスロットに、任意の負荷モジュール(4種類)を搭載する事で、チャンネル数1～8(入力端子数)の電子負荷装置を構成できます。
グループユニット機能を使用し、チャンネル数が一つの最大1400W(PEL-2002A使用では、700W)の電子負荷装置を構成できます。
フレームリンク制御を使用すると、最大32チャンネル(PEL-2002A使用では、最大16チャンネル)の電子負荷装置を構成できます。

負荷モジュール : 全4モデル●PEL-2020A デュアルチャンネルタイプ

メインフレーム: PEL-2002A

スロット
1スロット
2

任意の負荷モジュールを最大2台搭載

CH L: 20A/80V,100W CH R: 20A/80V,100W
Syncモードでグループユニット機能が使用可能●PEL-2030A デュアルチャンネルタイプ
CH L: 5A/80V,30W CH R: 40A/80V,250W
グループユニット機能は使用できません。

●PEL-2040A シングルチャンネルタイプ

メインフレーム: PEL-2004A

スロット
1スロット
2スロット
3スロット
470A/80V,350W●PEL-2041A シングルチャンネルタイプ
10A/500V,350W※PEL-2040AとPEL-2041Aは、ParaとSyncの両方のモードでグループユニット機能を使用可能■グループユニット機能

メインフレームに搭載された2～4台同一機種の負荷モジュールを一つのグループユニットに設定し、CCモードおよびCRモードで使用できます。
グループユニット機能には、並列(Para)と同期(Sync)の2つのモードがあります。

Paraモード
DUT

Syncモード
DUT任意の負荷モジュールを最大4台搭載■フレームリンク制御

フレームリンク接続を使用して、最大5台(マスター機1台、スレーブ機4台)のメインフレームの各負荷チャンネルを操作する事ができます。
プリセット機能(P0-P3)を使用し、フレームリンク接続での操作を行います。

DUT
最大4台並列接続された負荷モジュールを、1台の大きな負荷モジュールとして使用できます。
最大4台の負荷モジュールを同期運転操作(同じ放電モード, 同じレンジ, 同じValue)ができます。

グループユニットに設定する負荷モジュールは、同一モデル負荷モジュールおよびファームウェアが同一である必要があります。

GTL-249(オプション)
フレームリンクケーブル

フレームリンク接続には、フレームリンクケーブル(オプション: GTL-249)が必要です。
フレームリンク制御に使用するメインフレームは、同一モデルおよびファームウェアが同一である必要があります。
メインフレームに搭載される負荷モジュールは、各メインフレームで同じ仕様(数、モデル)にする必要があります。

4種類の放電モード

B.

PEL-2000Aシリーズの負荷モジュールは、定電流(CC), 定抵抗(CR), 定電圧(CV), 定電力(CP)の4種類の放電モードで動作ができます。
また、放電モードにより、2種類のモード(Static, Dynamic)で動作が可能です。
Staticモード: 各放電モードで負荷値が一定に保たれます。
CVとCPモードでは電流リミット(CL)が設定でき、CLモードで動作する事ができます。

CCモード
一定の電流値

CRモード
一定の抵抗値

CVモード
一定の電圧値

Dynamicモード: 二つの負荷値(Level 1/2)を任意時間(Timer 1/2)で連続して切り替える事ができます。
(CCとCRモードのみ)

CPモード
一定の電力値

負荷値

Rise slew rate

Level 1

CVモード

CPモード

CLモード
Load Current

Load Current

Level 2

CLモード

Load Current

Fall slew rateTime
Timer 2

Load Current

Timer 1

Timer 2Timer 1

各放電モードで、Go/NoGo判定を使用する事ができます。
Go/NoGo判定とは、負荷モジュールの負荷電流または入力電圧のしきい値を設定し、負荷状態が設定しきい値範囲内なのかを判定する機能です。
判定はチャンネル毎に出力(⑬オープンコレクタ出力, Go: High, NoGo: Low)されます。

●CV, CPモードの場合●CC, CRモードの場合

Load Current

Input Voltage
NoGo領域

電流Highしきい値
電流Lowしきい値C.

NoGo領域

電圧Highしきい値

Go領域
NoGo領域

Go領域

電圧Lowしきい値

Input Voltage

NoGo領域

Load Current

バリエーション豊富な操作方法

PEL-2000Aシリーズは、フロントパネルからの手動操作、通信インタフェースによる外部コントロールができます。また、Channel Controlコ
ネクタを使用し、外部電圧による負荷値設定、外部接点によるLoad on/oﬀ操作および負荷モジュールの入力電圧と負荷電流値のモニター出力ができます。
Load Delay Time機能を使用すると、負荷チャンネルのLoad on遅延動作ができます。

■負荷モジュール操作■メインフレーム操作

メインフレームの操作キー(②, ③, ④, ⑤, ⑥)を使用すると、PEL-2000Aシリーズ全機能の操作と設定をする事ができます。
以下に負荷チャンネル負荷値の設定操作と、Load on/oﬀ操作について記載します。

負荷モジュールから全ての機能の設定はできませんが、幾つかの機能を設定する事ができます。

R/L

STATIC/DYNA.

DISPLAY

SHORTデュアルチャンネルタイプ
CH R/L の負荷値増減
シングルチャンネルタイプ
Value A/Bの負荷値増減
Static /Dynamicモードの切替
LOAD key: 負荷モジュールのLoad on /oﬀ+SHORT key: 負荷モジュール入力端子の短絡

LOAD

P7

P8P9789P4P5P6456P1P2P3

123

P0

CAL.

0

選択負荷チャネルの負荷値増減
選択負荷チャネルの負荷値数値入力

PRESET

SHIFT

選択又は全負荷チャネルのプリセット値の呼び出し

LOCK

CLEAR

ENTER

LOAD

ON /OFF

全負荷チャネルのLoad on /oﬀ■通信インタフェースからの操作

通信インターフェイスは、RS-232C⑮, USB⑯およびGPIBまたはLAN⑭があります。
通信インターフェイスを使用するための各種ドライバーは、弊社ホームページからダウンロードできます。

■Channel Controlコネクタからの操作

Channel Controlコネクタ(⑲)は、各負荷チャンネルに一つずつ用意されています。Channel Controlコネクタからの操作は、チャンネル毎に操作選択が可能です。各チャンネルのコネクタのGND(1)は、各負荷モジュールのマイナス入力端子に接続されています。
654321

Load on/off
外部電圧
入力電圧値モニタ
負荷電流値モニタ
GND

Load on/oﬀ操作
+3.3V
10kΩ

Low

ChannelControl

On

Switch51

外部電圧操作(CC, CVモードのみ)

High
Channel Control

100%

入力電圧/負荷電流
モニタ電圧(3,2-1間)
10V

Load off
LoadOffGND

設定負荷値(CC, CVモード)

Load on

0%0V

10V

外部電圧(4-1間)

0V0%

入力電圧
100% 負荷電流

この2つの操作は、一緒の選択になります。片方のみを選択する事はできません。

■Load Delay Time機能

任意の負荷チャンネルにLoad Delay Timeを設定(0-10秒)すると、その負荷チャンネルのLoad on時間をLoad on操作に対して遅延する事ができます。
Load Dlay Time機能は、メインフレームに搭載された全ての負荷チャンネルで使用できます。

Load on操作

Load Delay Time

CH1 Load状態 oﬀ
CH2 Load状態 oﬀ
CH3 Load状態 oﬀ
CH4 Load状態 oﬀ

0秒

1秒
2秒
3秒

メインフレームLoad on

onoﬀ

onoﬀ

onoﬀ

onoﬀ
メインフレームLoad oﬀ

メインフレームからのLoad on操作で、各負荷チャンネルは設定されたLoadDelay Time時間後にLoad onになります。
また、負荷チャンネルがLoad oﬀ中に、負荷モジュールのLOAD keyを押すと、その負荷モジュールの負荷チャンネルは、Load Delay Time時間後にLoad onになります。

Load oﬀ操作

メインフレームからのLoad oﬀ操作で、各負荷チャンネルは一斉にLoad onになります。
また、負荷チャンネルがLoad on中に、負荷モジュールのLOAD keyを押すと、その負荷モジュールの負荷チャンネルはLoad oﬀになります。

⾃動テスト機能D.

PEL-2000Aシリーズは、3種類(プログラム機能, シーケンス機能, ⾃動OCPテスト機能)の⾃動テスト機能があります。プログラム
機能のシーケンスとシーケンス機能は、異なる物です。

■プログラム機能

プログラム機能の⼀つのシーケンス実⾏時間は0.1秒以上で、シーケンス機能に⽐べて遅い⾃動テスト機能です。ただし、異なる放電モードやRangeのシーケンスを連続して⾃動実⾏できます。これにより、DUTを様々な負荷状態で⾃動的にテストする事ができます。プログラム機能は12の異なるプログラム(P01-P12)を作成でき、作成した任意プログラムの単独実⾏、および任意の複数プログラムを繋げて(チェーン)実⾏する事ができます。

プログラム実⾏イメージ

プログラム設定パラメータ

On-Time Off-Time

Value

USB

05/04/22
16
6 : 50

CH1
Value

設定プログラム番号
実⾏Memoryデータ番号
シーケンス実⾏状態

Time

CH2
Value

CH3
Value

Time

StartSEQ 02

SEQ 03-07

SEQ 09Time

SEQ 10プログラムチェーン実⾏イメージ

チェーン

例1Ｐ02

例2Ｐ02

Ｐ01

例3Ｐ02

Ｐ02

例4Ｐ02

Ｐ01

Shortt Ch:

1ChainActiveChannel

23

4Save

567

RecallDefault

Go /NoGo判定時間
SHORT機能ON時間
SHORT機能ONチャンネル8

Configureプログラム(P01-P12)は、10種類のシーケンス(SEQ01-SEQ10)を順番に実⾏します。
各シーケンスは、任意のMemoryデータ(120種類: M001-M120)内容を実⾏します。
Memoryデータは、メインフレームに搭載された全負荷チャンネルの各種設定状態です。

CH4
SEQ 01

設定シーケンス番号

Memory: M001 Off-Time:
Off
Run:
Off
Skip P/F-Time:
On-Time0.1 Short-Time: Off

AUTO: ⾃動実⾏
Manual: ⼿動実⾏
Skip: 未実⾏

TimeLOAD

g Editt forr Program
Timing
PROG: 01 SEQ: 01

Off
Ｐ03

Off

Ｐ03

Ｐ01

例1: 単独プログラムの実⾏
プログラムは、P02を実⾏して終了します。
例2: 複数プログラムを繋げての実⾏
プログラムの実⾏順は、P02→P01→P03になります。
例3: 単独プログラムの繰り返し実⾏
プログラムP02を、永遠に繰り返し実⾏します。繰り返し回数は指定できません。
例4: 複数プログラムの繰り返し実⾏
プログラムの実⾏順は、P02→P01→P03→P01→P03…となり、実⾏停⽌操作までP01とP03を繰り返し実⾏します。繰り返し回数は指定できません。

■シーケンス機能

シーケンス機能は、CCまたはCRの同⼀モードで最⼤120のPoint(Point1-Point120)を設定し、設定されたPointを順番に実⾏(最⼩25μ秒/Point)します。
これにより、DUT等起動時の⾼速かつ複雑な電流を再現可能です。
プログラム機能とは異なり、負荷チャンネル毎に任意Point数を、任意継続時間(Duration Time)で実⾏する事が可能です(例1, 2)。
Pointの実⾏は他の負荷チャンネルのDuration Timeを使⽤する事もできます(例3, 4)。
また、任意のPointから最終Pointまでの繰り返し実⾏をする事ができます(例5)。

CH1

Point3
Point2

Point1

例2 Value

Point1

CH2

Point2

例3 Value

05/04/22
16
6 : 50

Point6

Point4

Point5Time

Point3

Time

Add
Point

Point2

Point1

例4 ValuePoint1
CH2

Point2

例5 Value

Point3

Point3
Point2

Point1

TimeTime

Point4

Point3

DeletePoint

CCHLoop

負荷チャネル番号
放電モードとRange
Point開始時Slew Rate

80V
s_editPreviousConfigure
Menu

シーケンス全体設定パラメータ

Duration Time: CH2

USB

05/04/22
16
6 : 50LOAD

Repeat0005 Times
Startt off Loop
001 Pointn End
d Off Seq. OFFOn
C Vrange
CCHighDuration Time: CH1

繰り返し開始Point3
最終Point 4
Time Point3とPoint4を繰り返し

Point4

CH10.00 A
Value
Durationn Time 0.000025 S
2.80 A/uS
SlewRate
2.80 A/uS
SlewRate

Duration Time: CH2

Point番号USB

LOAD

NO. 001 Point

Duration Time: CH1

Point3

CH1

CHX

Point設定パラメータ

シーケンス機能実⾏イメージ

例1 Value

Save

CH1
CCH80Vs_loopPrevious
Configure
Menu

繰り返し回数(無制限, 0-9999回)繰り返し開始Point
シーケンス終了時負荷状態
OFF: 電流値が0A, 例1, 2の緑線
ON: 最終Point値を維持, 例1,2の⾚線■OCPテスト機能

OCP機能は、DUTのOCP(過電流保護機能)を⾃動的にテストします。
このテストは、負荷電流を徐々に増加させDUTのOCPが作動した時、DUTの電圧（OCP Voltage)と電流値（OCP Current)を測定できます。
PEL-2000Aシリーズは、最⼤8つ(PEL-2002Aの場合、最⼤4つ)のDUTの出⼒を同時にテストする事ができます。
OCPテスト機能実⾏イメージ

Value

END C

DUT Current
DUT Voltage

OCP Current
OCP Voltage
Trig_V
Last C

Step T
Step C

Start C
Test startE.

Keep TTime

設定パラメータ

測定結果
USB

FRM

05/04/22
16
6 : 50O CP
P Function
Chan: 1
Range : High Step_T:
0.05
Startt C : 0.000 Delay:
0.000
End
d C: 71.400 Trig _V:
0.0000
Step_C: 0.002 Keep _T:
0.000
Last_C: 0.000
OCP
OnActive
ChannelConfigureUSB05/04/22
6 : 5016SEQ

設定負荷チャンネルOCP Voltage
OCP Current

OCP

Runn OCPP TestCH::

14.8550V
1.10A
4.8550V

ConfigureDelay

ラックマウント

メインフレームのPEL-2004Aの両サイドにハンドル（オプションPEL-002）を取り付けることで、市販の19インチラックに取り付けることができます。
※PEL-2002Aには、ハンドルは取り付きますが、19インチラックに搭載する事はできません。

1Uの空間冷却のために、PEL-2004Aの上部には1U以上の空間を設けてください。

PEL-002を取り付けたPEL-2004A

定格表

仕様は別段の指定がない限り、PEL-2000Aシリーズの電源を30分以上オンにして、25C ± 5℃の温度にウォームアップした場合に適用されます。

負荷モジュール定格型名

PEL-2020A

チャンネル

Left/Right

レンジ

LOW

HIGH
100W

電力電流0~2A

0~20A

Right

N/A

LOW

HIGH

30W250W

250W

0~4A

0~40A

0~5A

0~80V

電圧
最小電圧 DC 電圧(Typ.)

PEL-2030A
Left

0.4V at 2A
0.2V at 1A

PEL-2040A

PEL-2041A

one channel

one channel

LOW

HIGH

0.8V at 5A
0.4V at 2.5A

HIGH
350W

0~7A

0~70A

0~80V

0.8V at 20A
0.4V at 10A

LOW

350W
0~1A

0~10A

0~80V

0.4V at 4A
0.2V at 2A

0.8V at 40A
0.4V at 20A

0.4V at 7A
0.2V at 3.5A

0~500V

0.8V at 70A
0.4V at 35A

1V at 1A
0.5V at 0.5A

2V at 10A
1V at 5A

STATIC モードCC モード
定格

0~2A

0~20A

0~5A

0~4A

0~40A

0~7A

0~70A

0~1A

0~10A

設定範囲

0~2.04A

0~20.4A

0~5.1A

0~4.08A

0~40.8A

0~7.14A

0~71.4A

0~1.02A

0~10.2A

0.1mA

1mA

0.1mA

1mA

0.2mA

2mA

0.05mA

0.5mA

分解能
設定確度

0.125mA±(0.1%set + 0.1%F.S.*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S.)±(0.1%set + 0.1%F.S)±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S)

0.075Ω~300Ω(100W/16V)

0.3Ω~1.2kΩ(30W/16V)

0.0375Ω~150Ω(250W/16V)

0.025Ω~100Ω(350W/16V)

1.25Ω~5kΩ(350W/125V)

3.75Ω~15kΩ(100W/80V)

15Ω~60kΩ(30W/80V)

1.875Ω~7.5kΩ(250W/80V)

1.25Ω~5kΩ(350W/80V)

50Ω~200kΩ(350W/500V)

0.075Ω~300Ω(100W/16V)

0.3Ω~1.2kΩ(30W/16V)

0.0375Ω~150Ω(250W/16V)

0.025Ω~100Ω(350W/16V)

1.25Ω~5kΩ(350W/125V)

3.75Ω~15kΩ(100W/80V)

15Ω~60kΩ(30W/80V)

1.875Ω~7.5kΩ(250W/80V)

1.25Ω~5kΩ(350W/80V)

50Ω~200kΩ(350W/500V)

0.333mS(100W/16V)

83.333µS(30W/16V)

0.666mS(250W/16V)

1mS(350W/16V)

20µS(350W/125V)

6.667µS(100W/80V)

1.666µS(30W/80V)

13.333µS(250W/80V)

20µS(350W/80V)

0.5µS(350W/500V)

300Ω : ±(0.2%set + 0.1S)

1.2kΩ : ±(0.2%set + 0.1S)

150Ω : ±(0.2%set + 0.1S)

100Ω : ±(0.2%set + 0.1S)

5kΩ : ±(0.2%set + 0.02S)

15kΩ: ±(0.1%set + 0.01S)

60kΩ: ±(0.1%set + 0.01S)

7.5kΩ: ±(0.1%set + 0.01S)

5kΩ: ±(0.1%set + 0.01S)

200kΩ: ±(0.1%set + 0.005S)

CR モード定格
設定範囲
分解能 *2
設定確度 *3
入力≧ 2.5V
CV + CL モード
定格

1~16V

1~80V

1~16V

1~80V

1~16V

1~80V

1~16V

1~80V

2.5~125V

2.5~500V

設定範囲

0~16.32V

0~81.6V

0~16.32V

0~81.6V

0~16.32V

0~81.6V

0~16.32V

0~81.6V

0~127.5V

0~510V

分解能

0.4mV

2mV

0.4mV

2mV

0.4mV

2mV

0.4mV

2mV

2.5mV

10mV

設定確度

±(0.05%set + 0.1%F.S.)

電流設定範囲0~20.4A

0~2.04A

1mA

0.1mA

分解能
設定確度

±(0.05%set + 0.1%F.S.)±(0.05%set + 0.1%F.S.)±(0.05%set + 0.1%F.S.)±(0.05%set + 0.1%F.S.)

0~5.1A

0~40.8A

0~4.08A

0~71.4A

0~7.14A

0~10.2A0~1.02A

0.125mA

1mA

0.1mA

2mA

0.2mA

0.5mA

0.05mA±(0.1%set + 0.2%F.S.) ±(0.1%set + 0.1%F.S.*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S.)±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1)

CP + CL モード
定格

1~10W

1~100W

1~30W

1~25W

1~250W

1~35W

1~350W

1~35W

1~350W

設定範囲

0~10.2W

0~102W

0~30.6W

0~25.5W

0~255W

0~35.7W

0~357W

0~35.7W

0~357W

分解能

1mW

10mW

1mW

1mW

10mW

1mW

10mW

1mW

10mW

設定確度

±(0.5%set + 0.5%F.S*1) ±(0.5%set + 0.5%F.S)±(0.5%set + 0.5%F.S)±(0.5%set + 0.5%F.S*1)±(0.5%set + 0.5%F.S*1) ±(0.5%set + 0.5%F.S) ±(0.5%set + 0.2%F.S*1) ±(0.5%set + 0.5%F.S)

電流設定範囲0~2.04A

0~20.4A

0~5.1A

0~4.08A

0~40.8A

0~7.14A

0~71.4A

0~1.02A

0~10.2A

分解能

0.1mA

1mA

0.125mA

0.1mA

1mA

0.2mA

2mA

0.05mA

0.5mA

設定確度

±(0.1%set + 0.1%F.S.*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S.) ±(0.1%set + 0.2%F.S.) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S) ±(0.1%set + 0.1%F.S*1) ±(0.1%set + 0.2%F.S)*1 : H Range の定格。 *2 : S はコンダクタンス ( ジーメンス ) で、Ω の逆数に相当します。 *3 : 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。
DYNAMIC モード
タイミング
0.025ms ~ 10ms / Res : 1µs, 10ms ~ 30s / Res : 1ms

T1&T2 設定範囲

1µs / 1ms ± 100ppm

設定確度
CC モードSlew Rate
分解能

0.32 ~ 80mA/µs 3.2 ~ 800mA/µs
0.32mA/µs

3.2mA/µs

0.8 ~ 200mA/µs
0.8mA/µs

0.64 ~ 160mA/µs 6.4 ~ 1600mA/µs 0.001 ~ 0.28A/µs 0.01 ~ 2.8A/µs

0.64mA/µs

6.4mA/µs

0.16 ~ 40mA/µs 1.6 ~ 400mA/µs

0.001A/µs

0.01A/µs

0.16mA/µs

1.6mA/µs±(10% + 15µs)

設定確度
設定範囲

0~2.04A

0~20.4A

0~5.1A

0~4.08A

0~40.8A

0~7.14A

0~71.4A

0~1.02A

0~10.2A

分解能

0.1mA

1mA

0.125mA

0.1mA

1mA

0.2mA

2mA

0.05mA

0.5mA±0.4% F.S.*1

設定確度
CR モードSlew Rate

3.2 ~ 800mA/µs

0.8 ~ 200mA/µs

6.4 ~ 1600mA/µs

0.01 ~ 2.8A/µs

1.6 ~ 400mA/µs

3.2mA/µs

0.8mA/µs

6.4mA/µs

0.01A/µs

1.6mA/µs

分解能±(10% + 50µs)

設定確度
設定範囲

0.075Ω~300Ω(100W/16V)
3.75Ω~15kΩ(100W/80V)

0.3Ω~1.2kΩ(30W/16V)
15Ω~60kΩ(30W/80V)

0.0375Ω~150Ω(250W/16V)
1.875Ω~7.5kΩ(250W/80V)

0.025Ω~100Ω(350W/16V)
1.25Ω~5kΩ(350W/80V)

1.25Ω~5kΩ(350W/125V)
50Ω~200kΩ(350W/500V)

分解能 *20.333mS(100W/16V)
6.667µS(100W/80V)

83.333µS(30W/16V)
1.666µS(30W/80V)

0.666mS(250W/16V)
13.333µS(250W/80V)

1mS(350W/16V)
20 µS(350W/80V)

20µS(350W/125V)
0.5µS(350W/500V)

設定確度 *3300Ω : ±(0.5%set + 0.1S)
15kΩ: ±(0.5%set + 0.01S)

1.2kΩ : ±(0.5%set + 0.1S)
60kΩ: ±(0.5%set + 0.01S)

150Ω : ±(0.5%set + 0.1S)
7.5kΩ: ±(0.5%set + 0.01S)

100Ω : ±(0.5%set + 0.1S)
5kΩ: ±(0.5%set + 0.01S)

5kΩ : ±(0.5%set + 0.02S)
200kΩ: ±(0.5%set + 0.005S)*1 : H Range の定格。 *2 : S はコンダクタンス ( ジーメンス ) で、Ω の逆数に相当します。 *3 : 確度は、コンダクタンスで計算した値になります。
測定
電圧測定
レンジ

0~16V

0~80V

0~16V

0~80V

0~16V

0~80V

0~16V

0~80V

0~125V

0~500V

分解能

0.32mV

1.6mV

0.32mV

1.6mV

0.32mV

1.6mV

0.32mV

1.6mV

2.5mV

10mV

±(0.025%red + 0.025% F.S.)

測定確度
電流測定
レンジ

0~2A

0~20A

0~5A

0~4A

0~40A

0~7A

0~70A

0~1A

0~10A

分解能

0.04mA

0.4mA

0.1mA

0.08mA0.8mA0.14mA

1.4mA

0.02mA

0.2mA

0~35W

0~350W

0~35W

0~350W±(0.05%red + 0.05% F.S.*2)

測定確度
電力測定
レンジ

0~10W

0~100W

0~30W

分解能*1 : Power F.S. = V レンジ F.S. x I レンジ F.S. *2 : F.S. = H レンジの定格

0~25W

0~250W±(0.1%red + 0.1% F.S.*1)

定格表
負荷モジュール定格
PEL-2020A

型名

PEL-2030A

PEL-2040A

PEL-2041A

保護機能
過電力保護 (OPP)
レンジ

1~102W

0.9~30.6W

1.25~255W

1.75~357W

1.75~357W

分解能

0.5W

0.15W

1.25W

1.75W

1.75W

±(2%set + 0.25%F.S)

設定確度
過電流保護 (OCP)
レンジ

0.25~20.4A

0.0625~5.1A

0.5~40.8A

0.875~71.4A

0.125~10.2A

分解能

0.05A

0.0125A

0.1A

0.175A

0.025A±(2%set + 0.25%F.S)

設定確度
過電圧保護 (OVP)
レンジ

1~81.6V

1~81.6V

1~81.6V

1~81.6V

2.5~510V

分解能

0.2V

0.2V

0.2V

0.2V

1.25V

設定確度

±(2%set + 0.25%F.S)

加熱保護 (OTP)≒ 85℃

定電力保護 (CPP)
固定値

110W

33W

275W

385W

385W

設定確度

±5% of 110W

±5% of 33W±5% of 275W

±5% of 385W

±5% of 385W

Low レンジ : ≒ 4.4A

Low レンジ : ≒ 7.7A

Low レンジ : ≒ 1.1A

High レンジ : ≒ 44A

High レンジ : ≒ 77A

High レンジ : ≒ 11A

一般SHORT 機能
Low レンジ : ≒ 2.2A

CC モード≒ 5.5AHigh レンジ : ≒ 22A

CV モード≒ 0V

CR モード15k Ωレンジ : ≒ 3.75Ω

60k Ωレンジ : ≒ 15Ω

7.5k Ωレンジ : ≒ 1.875Ω

5k Ωレンジ : ≒ 1.25Ω

200k Ωレンジ : ≒ 50Ω

300 Ωレンジ : ≒ 0.075Ω

1.2k Ωレンジ : ≒ 0.3Ω

150 Ωレンジ : ≒ 0.0375Ω

100 Ωレンジ : ≒ 0.025Ω

5k Ωレンジ : ≒ 1.25Ω

負荷入力抵抗値

LOAD OFF: 500kΩ (Typical)

温度係数100ppm/℃

寸法：WxHxD mm

81.6 x 171.2 x 446.8 ( 最大 475)

質量Approx. 3.8kg

メインフレーム定格
使用環境
温度

0℃～ 40℃

湿度

0 ～ 85% RH

標高2000m まで

場所

屋内、直射日光の当たらない場所、ほこりのない場所、導電性の汚染がほとんどない場所。

保存環境
温度-10℃～ 70℃

湿度＜ 90% RH

場所

室内

汚染度

2

測定カテゴリ1

ご注文についてPEL-2020A デュアルチャンネルタイプ , (0 ～ 80V, 0 ～ 20A, 100W) x 2
PEL-2030A デュアルチャンネルタイプ , (0 ～ 80V, 0 ～ 5A, 30W)+(0 ～ 80V, 0 ～ 40A, 250W)
PEL-2040A シングルチャンネルタイプ , (0 ～ 80V, 0 ～ 70A, 350W)
PEL-2041A シングルチャンネルタイプ , (0 ～ 500V, 0 ～ 10A, 350W)
PEL-2004A 4 スロットタイプ DC 電子負荷メインフレーム
PEL-2002A 2 スロットタイプ DC 電子負荷メインフレーム
注 ： 負荷モジュールはメインフレームなしでは使用できません。
付属品
PEL-2004A 取扱説明書 (CD ROM), 電源ケーブル , パネルカバー : PEL-003 x3)
PEL-2002A 取扱説明書 (CD ROM), 電源ケーブル , パネルカバー : PEL-003 x1)
PEL-2020A,2030A,2040A,2041A 負荷線 : GTL-120, センシング線 : GTL-121

20XX.XX.XX JPEL2000A2307K (TTCWEB) Printed in Japan.

型名
搭載負荷モジュール数
電源
入力 AC 電圧
消費電力
過渡過電圧
ヒューズ
一般
寸法：W×H×Dmm（最大寸法）
質量

PEL-2002A
最大 2PEL-2004A
最大 4100-120Vac / 200-240Vac 47 ～ 63Hz
（90-132Vac / 180-250Vac)
150VA
250VA
2500V
T3.15A/250V
272×177×533.3（272×195.3×554.1)
約 17.1kg
全負荷モジュール搭載時オプション
PEL-001 GP-IB インタフェースボード
PEL-016 LAN インタフェースボード
PEL-002 ハンドル
PEL-003 パネルカバー
GTL-232 RS-232 ケーブル
GTL-246 USB ケーブル
CB-2420P GP-IB ケーブル
GTL-249 フレームリンクケーブル

435.4×177×533.3（435.4×195.3×554.1)
約 28.4kg