Comfort
Boost

RIC 13
今度のHaloは、新OSのBluwave4.0と「Starkey Superior Sound™」と組み合わせにより、より優れた音質と機能が追加し、補聴器の可能性をさらに拡大させます。
BluWave 4.0オペレーティングシステムの新機能は次のとおりです。
1.ISO-クリア [Independent Speech Optimization-Clear]：
スターキー史上最も広いダイナミックレンジを提供します。その結果、騒がしい場所でも歪みのない聞こえを実現します。
2.オートエクスペリエンスマネージャー[Auto Experience Manager]：
段階的にゲインを増幅させ、初めての補聴器ユーザーや、スターキー補聴器への移行を助けます。
3.アキュイティ指向性／スピーチID：
最大16チャンネルで騒音源に向かってアンテナを向けることにより、高い再現性の追従型指向性システムが会話音をより引き立てます。聞き手の後ろからのスピーチは、スターキー独自のスピーチIDアルゴリズムで保護されます。
4.両耳間マッピング／Ear-to-Ear：
iOSデバイスでペアリングした際、３Ｄの両耳間システムで音質の調整を改善します。どのような環境でも常に最高のSN比と快適さを提供します。
5.音響シーンアナライザの機能強化：
風アルゴリズムの強力なゲイン制御を行い、最大30dBのより強力な騒音抑制機能を提供します。

≪Halo/3シリーズ 機能比較一覧≫
Halo（FW:3.1.0.12）

3シリーズ

BluWave 4.0
TruLink 2.4 GHz
TruLinkヒヤリングコントロールアプリ
両耳間マッピング
ボイスiQ2
コンフォートブースト
ストリームブースト
スペクトルiQ
ピュアウェーブフィードバックエリミネータ3
音響シーンアナライザー（風強化）アキュイティ指向性
ISO-クリア
オートエクスペリエンスマネージャー－－

BluWave 3.0
ボイスiQ2スペクトルiQ
ピュアウェーブフィードバックエリミネータ3
音響シーンアナライザー
インビジョン指向性
ISOコンプレッション
経験レベル（選択）
耳あな型ラインナップ
エントリー、エコノミーラインナップ

スターキー補聴器 製品技術資料

RIC 13

標準カラー（６色）
Halo 限定カラー（２トーン）

適応聴力範囲国際保護等級 IP57対応

RIC13

RIC13

(50ゲインレシーバ）(60ゲインレシーバ）

ピークJISANSI
軽度～高度129115JISANSI
軽度～高度134120

1600Hz

115-

124-

ピーク

6150

7060

1600Hz50-60-

JIS/ANSI データ（ｄＢ）

0

適応聴力範囲2090dB最大出力音圧レベル(dB SPL)

40

最大音響利得 (dB)

6050ゲインレシーバ

電池の電流 (mA)
電池寿命 (時間)
等価入力雑音レベル (dB SPL)
使用電池

60ゲインレシーバ

80
100
120

<1.6
175

<1.6165<25
PR48(13)

補聴器のデータはJIS C 5512(2000) 、ANSI S 3.22 (2003) に基づいて測定されています。
実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

125

250

500 1K

2K

4K

8K

周波数（Hz）

RIC用レシーバ

スマートイヤチップ

イヤモールドシリコンイヤモールド※既製タイプのイヤモールドです。

オープン用互換性：iPhone6 iPhone6 Plus iPhone5s iPhone 5c iPhone5
iPad Air iPad Air2 iPad(第4世代) iPad mini Retina
ディスプレイ iPad mini iPad mini iPod touch(第5世代)

左(50)

右(60)

10mm

8mm

5mm8mm5mm

MSXS

クローズ用
イヤモールド(ハード)※耳型採取が必要です。

アプリ：
10mm

プログラム装置：TruLinkプログラマー SpeedPort noahLink
HiPro2 HiPro

特性図（ｄＢ）

90dB最大出力音圧レベル：灰色
最大音響利得：FOG50：黒色※2 cm3 カプラ測定

50ゲインレシーバ (115/50)

周波数（Hz）

FM90185/ISO 9001
MD84856/ISO 13485

レシーバサイズ：1、2、3、4、5 （標準は3）※専用スケールにてチェックできます。

医療機器 認証番号
スターキー耳かけ型：226ADBZX00113000
SPEC0091-00-JJ-JP JPYSP-091（ｄＢ ＳＰＬ）（ｄＢ）

60ゲインレシーバ (120/60)

周波数（Hz）（ｄＢ ＳＰＬ）スターキー補聴器 製品技術資料

RIC 13 AP

標準カラー（６色）
Halo 限定カラー（２トーン）（アブソリュートパワー）

国際保護等級 IP57対応

RIC13 AP

RIC13 AP

(60ゲインレシーバ）(70ゲインレシーバ）

ピーク

JIS
ANSI
軽度～高度
129
123

JIS
ANSI
軽度～高度
144
130

1600Hz

115-

132

-

ピーク

69

60

78

70

1600Hz64-

73-

JIS/ANSI データ

適応聴力範囲（ｄＢ）

0

適応聴力範囲2090dB最大出力音圧レベル(dB SPL)40

最大音響利得 (dB)6080

電池の電流 (mA)
電池寿命 (時間)
等価入力雑音レベル (dB SPL)
使用電池

60ゲインレシーバ
70ゲインレシーバ

100120<1.6160<1.6150<25
PR48(13)

補聴器のデータはJIS C 5512(2000) 、ANSI S 3.22 (2003) に基づいて測定されています。
実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

125250500 1K2K4K8K

周波数（Hz）

アブソリュートパワー カスタムレシーバ
互換性：iPhone6 iPhone6 Plus iPhone5s iPhone 5c iPhone5
iPad Air iPad Air2 iPad(第4世代) iPad mini Retina
ディスプレイ iPad mini iPad mini3 iPod touch(第5世代)

レシーバサイズ：1、2、3、4、5 （標準は3）※専用スケールにてチェックできます。
※アブソリュートパワーは耳型採取が必要です。

アプリ：
プログラム装置：TruLinkプログラマー SpeedPort noahLink
HiPro2 HiPro

特性図（ｄＢ）

90dB最大出力音圧レベル：灰色
最大音響利得：FOG50：黒色※2 cm3 カプラ測定

60ゲイン カスタムレシーバ （123/60）

周波数（Hz）

FM90185/ISO 9001
MD84856/ISO 13485

医療機器 認証番号
スターキー耳かけ型：226ADBZX00113000
SPEC0091-00-JJ-JP JPYSP-091（ｄＢ ＳＰＬ）（ｄＢ）

70ゲイン カスタムレシーバ （130/70）

周波数（Hz）（ｄＢ ＳＰＬ）

レベル別
機能一覧

Halo RIC 13
テクノロジーレベル

周波数調整

チャンネル
バンド

ISO-クリア
ハウリング防止機能
ボイスiQ2（最大抑制レベル dB）
コンフォートブースト（アプリ操作時のみ）
静寂(エクスパンション)
風切り音
オーディオスケープ
機械騒音
騒音（％確認）
騒音下の音声（％確認）
スペクトルiQ
アキュイティ指向性
指向性プラス
スピーチマッピング
ボイスお知らせ音
In-situオージオメータ
快適さ検証
サウンドポイント
データログ
オートエクスペリエンスマネージャー
マルチメモリー＋ストリーミングブースト
保証（年）

i110
i90
i70
16128
16128
○
○
○
ピュアウェーブ フィードバック エリミネータ3
5段階(20)
3段階(8)
オン・オフ(6)
20dB
20dB
20dB
5段階
3段階
オン・オフ
最大30dB
最大15dB
7dB
最大20dB
最大10dB
5dB
データログで確認可
データログで確認可－○
○
○
○
○
○
○
○
○
○（3D可）
○○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
2週間、1・2・3・4・5・6ヶ月
4メモリー＋１
4
32※インスパイア－上での設定のみ

カラー選択

スターリング

スレート

ブラック

ブラック＆スターリング

シャンパン

ブロンズ

エスプレッソホワイト＆スターリング

注意：
Halo RIC13のFWバージョンが「3.1.0.12」以下の場合、Inspire（2015.1以降）にて性能更新の必要があります。
また、すべての機能を使用するには、TruLinkアプリのバージョンが「2.0」以上にしておく必要があります。
詳細につきましては、担当営業、または弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

FM90185/ISO 9001
MD84856/ISO 13485医療機器 認証番号
スターキー耳かけ型：226ADBZX00113000
SPEC0085-00-JJ-JP JPYSP-085

スターキージャパン株式会社
神奈川県横浜市都筑区仲町台5-2-20
フリーダイヤル：0120-045-190