CAT III 对应高电压 真有效值测量
高速�通道绝缘输入记录仪

midi LOGGER

HV GL2000

高速�MS/s同时采样，多用途�通道绝缘输入电压��mV 至 ����V DC, �-�V DC
��mV 至 ����V rms脉冲� 通道 (*�)湿度

� 至 ���% (需B-���湿度传感器选件)逻辑� 通道 (*�)温度

热电偶:K, J, E, T, R, S, B, N, C (WRe�-��)累计,瞬时,回转数�MW/ch的内置RAM以及�GB内置Flash闪存连续测量记录时, 单个收录文件最大可至�GB收录地址 (*�)内置RAM (�MW/ch)

外置存储介质(SD存储卡/U盘)

各通道均为绝缘BNC端子和螺丝端子的输入形式适合于热电偶导线的连接

高电压输入时更安全适合于热电偶导线的连接GL用输入/输出电缆B-���

湿度传感器
B-���钩爪接头
RIC-��� A(*�)对应CAT III ���V以及���V有效值的测量■ 支持CAT III ���V测量等级要求，可测量三相电源电压峰峰

值和RMS值的波动。电压量程可达����V DC和RMS值。(*�)*�: 使用脉冲或逻辑功能时, 需搭配GL用输入/输出电缆B-��� (选件).
*�: 与RIC-���配合使用*�: 最大测量电压: ���V DC或���V rms*�: 非精确数值并需符合下列条件:· 仅使用�通道模拟信号输入，收录数据格式为GBD文件· 外置存储媒体为�GB或更大容量的SD存储卡或U盘· 单个数据收录文件容量最高至�GB���kS/s (��μs)

�kS/s (�ms)�S/s (�s)--约�天��小时

�年以上

�秒-

�� 秒-

约��分钟

约�天�小时

约��天

�年以上■ 可外插两种类型的存储介质（SD存储卡和U盘）
使用者可根据不同的需要，选择使用SD存储卡
或是U盘作为外置存储介质来收录所测量的信号数据。

绝缘BNC端子多样的输入信号用电缆和接头�MS/s (�μs)■ 更高容量的内置RAM (每通道�M个采样点)
内置RAM可分割�, �, �或者�个块，适合于高速连续反复测量的场合。
支持高速收录的同时将数据备份到内置Flash闪存或USB。

螺丝端子鳄鱼夹 (中)RIC-��� (*�)■ 更长时间的测量数据收录

内置Flash闪存 (�GB)更安全的输入端子输入电缆,香蕉头 - BNC(高电压)RIC-���

优化的数据收录功能操作简便的高性能PC端应用软件
标配软件: GL ���_����-APS· 可自动识别出已连接上的记录仪，连接更简便。
· 多种显示模式包括Y-T波形, XY画面以及测量数值表示。
· 支持最快至�ms采样间隔的实时数据传输，
内置RAM里高速收录的数据也能直接显示出来。
· 可将GBD格式的收录数据文件转换为CSV格式。

软件功能Y-T 波形显示记录仪设置记录仪控制数据实时显示
文件回放文件格式转换

www.graphtecchina.com

XY 画面

主要规格项目
模拟输入通道数量外部输入/输出输入 (*�)输出 (*�)触发功能触发动作重复功能触发信号
触发组合触发阈值
报警动作
报警组合报警阈值

报警功能

运算功能通道间统计运算缩放 (工程单位) 功能
存储介质 (*�)

内置RAM

内置Flash闪存
外置U盘
外置SD存储卡
模式种类
Oﬀ (通用) 模式
循环模式收录模式中继模式数据收录时的
附加功能

备份功能

显示画面 (LCD)

PC接口使用环境电源外置存储介质的热拔插
尺寸
语言
信息
类型
互联网功能
USB功能
AC电源适配器DC电源电池

功耗外观尺寸 [W×H×D]
质量
抗震性描述
� 通道
逻辑或脉冲 (� 通道), 触发或采样 (� 通道)
报警 (� 通道) 或 触发 (� 通道) + 报警 (� 通道)
通过触发启动或停止数据的收录Oﬀ, On (自动收录预先等待)· 启动: Oﬀ, 电压, 报警, 外部, 指定时刻, 指定星期, 一定时间
· 停止: Oﬀ, 电压, 报警, 外部, 指定时刻, 指定星期, 一定时间电压OR, 电压AND, 边沿OR, 边沿AND
电压的上限或下限, 边沿上升或下降沿, 窗口内 (*�), 窗口外 (*�)达到报警条件时输出一个报警信号
OR (不同通道可设置OR条件来组合输出信号)· 模拟输入: 上限或上升沿, 下限或下降沿, 窗口内, 窗口外· 逻辑输入: H或L· 脉冲出入: 上限或上升沿, 下限或下降沿, 窗口内, 窗口外两路模拟输入信号间的加减乘除法(仅GBD格式)
实时或收据数据回放时光标间· 功能: 平均值, 峰值, 最大值, 最小值, RMS(仅数据回放时)测量值可被转换为指定的工程单位
· 模拟电压: �参考点转换 (增益, 偏置)· 温度: �参考点转换 (偏置)· 脉冲数: �参考点转换 (增益)每通道�M个采样点(分割数量: �M采样点 x �块, �M采样点 x �块,�M采样点 x �块, ���k采样点 x �块)� GBType A端口, 支持USB �.� (*�) , 最大32GB (单个数据收录文件最大�GB)
SD卡插槽, 支持SDHC(最大�� GB) (单个数据收录文件最大�GB)Oﬀ (通用), 循环, 中继收录从启动到停止之间的测量数据保存最新的数据· 存储地址: 内置RAM, 内置Flash闪存, U盘或 SD存储卡· 采样点数: ���� ~ ��������点 (*�)
· 最大采样速度: �MS/s (间隔 �μs) 使用内置RAM,�kS/s (间隔 �ms) GBD格式, 使用其它存储介质
��� S/s (间隔 ��ms) CSV格式, 使用其它存储介质收录文件满时, 生成新的收录文件继续记录数据· 存储地址: 内置Flash闪存, U盘或SD存储卡· 最大采样速度: � kS/s (间隔 �ms) GBD格式,��� S/s (间隔 ��ms) CSV格式· 间隔: Oﬀ, �, �, �, ��, ��日, 一定时间或用户自定义时刻· 备份地址: 内置Flash闪存, U盘, SD存储卡通过记录仪的相关操作来支持U盘或SD存储卡的热拔插
�英寸TFT彩色液晶显示屏 (WVGA: ��� x ���)英语, 法语, 德语, 西班牙语, 俄语, 中文, 韩语, 日语
Y-T波形显示和测量值, 全屏波形画面, 测量值与统计运算值, XY画面
以太网端口 (�� BASE-T/��� BASE-TX), USB端口
Web服务器功能, FTP服务器功能, NTP客户端功能, DHCP客户端功能, Email发送功能USB驱动模式 (将GL����内部存储介质用作为U盘)� ~ ��oC (使用AC适配器或电池),� ~ ��% RH (无结露)��� ~ ���V AC, ��/�� Hz�.� ~ ��V DC
可安装两组电池 (*�)最大 ��VA (使用AC适配器, LCD显示背光开启, 并同时给电池充电)约 ��� x ��� x ��mm (含橡胶外套)约 �.�kg (含橡胶外套, 不包括AC电源适配器和电池)
相当于JIS自动车部品第一种A种(振动测试条件: � m/s²)*�: 不论选择使用逻辑输入(�通道), 脉冲输入 (�通道), 以及外部触发或采样时,都需使用GL用输入/输出电缆B-���(选件)来连接信号。
*�: 选择�个通道作为触发或报警输出时, 其余�个通道均会作为报警输出用。
需使用GL用输入/输出电缆B-���(选件)来连接信号。
*�: 无法用于逻辑输入。
*�: 内置RAM里保存的内容: 已收录的数据。
内置Flash闪存或SD存储卡以及U盘内保存的内容: 已收录的数据, 设置条件, 截屏图片。
*�: 使用内置RAM时, ��至�������个采样点。
*�: 使用标准的U盘产品。
*�: 使用电池供电时，需安装两组电池(B-���)。
*�: BNC端子和M�.�螺丝端子为分开布置的形式，使用时选择其中一种端子。
*�: 需使用GL用输入/输出电缆B-���(选件)来连接信号。
*��: 有效值为DC耦合下的测量模式, 即AC+DC的真有效值的表现形式。
*��: 软件系统开发商已停止支持的操作系统，本公司也无法提供相关的应用软件技术支持。
对于Windows �, 旗舰版, 企业版, 专业版和家庭版都支持。

模拟输入规格项目输入端子形状输入方式采样速度 (采样点间隔)频率响应测量范围电压DC-RMS (*��)(DC耦合和RMS值测量)

滤波功能 (低通)A/D转换器最大输入电压
最大耐电压

温度
湿度
通道输入端子(+) / (-)间通道与通道间((-)端子)通道与GND间
通道与通道间((-)端子)通道与GND间

外部输入/输出规格项目逻辑或脉冲信号的输入规格
逻辑测量
脉冲测量

外部触发输入(*�)
外部采样输入(*�)
输出信号

软件规格
项目
软件名称操作系统 (*��)
功能
连接台数
设定控制
从GL����传送收录的数据显示信息显示模式
文件操作
过往数据画面功能描述
绝缘BNC端子与螺丝端子 (M�.�) (*�)全通道隔离的同步采样, 非平衡输入�M采样点/秒 ~ �采样点/分钟 (�μs ~ �min), 以及外部采样 (*�)DC ~ ��� kHz (+�/-� dB)��, ��, ���, ���, ���mV, �, �, �, ��, ��, ��, ���, ���, ���, ����V, �-�V F.S.
*最大测量电压: ���V DC
��, ��, ��, ���, ���, ���mV rms, �, �.�, �, ��, ��, ��, ���, ���, ���,����V rms F.S.
* 最大测量电压: ���V rms· 峰值因数: ����V量程最大�.�, 最大峰值电压���V峰值因数: 其余量程最大�热电偶: K, J, E, T, R, S, B, N, C (WRe�-��)
�~��� % RH (使用B-���湿度传感器选件)Oﬀ, Line (�.�Hz), �, ��, ���Hz, �, ��kHz ( -�dB, -�dB/oct)��位 (有效分辨率: �/����� FS)
��mv ~ �V 量程: ��V DC/AC,�V ~ ����V : ���V DC/AC���V DC/AC���V DC/AC (CAT III)����V DC/AC (�分钟)����V DC/AC (�分钟)描述输入电压: +� ~ +��V (共通接地)
逻辑/脉冲输入: 输入阈值电压: 约+�.�V外部触发/采样: 输入阈值电压: 约+�.�V测量每个通道的输入电平 (H或L)测量测量每个通道的脉冲个数
最大脉冲输入最大输入频率: ���kHz,最大计数范围: ��M(次)脉冲计数检测周期 ��μs ~ �hr (与模拟信号采样间隔分开设置)测量模式回转数 ：检测每个采样周期内的脉冲个数, 再按每转对应的脉冲数换算成回转数。显示量程: �～���M RPM/F.S.
累 计 ：从测量开始就检测脉冲信号并累加计数显示的模式。
显示量程: �～��M(次)/F.S. (自动调整)瞬 时 ：脉冲检测周期内显示所测量到的脉冲个数。
显示量程: �～��M(次)/F.S.
执行对应的触发功能
根据外部输入的采样频率对被测信号进行采样· 最大输入频率: ���kHz (时间误差: �μs或更少)报警输出集电极开路 (内部电压�V, 上拉电阻��kΩ)· 最大负载: ��V/���mA触发输出
当触发条件达成时, 输出���μs脉宽的脉冲信号(低电平)内置RAM传送
实时传送统计运算描述
GL���_����-APS
Windows��,��, �.�
GL系列记录仪的操控, 实时数据收录, 数据回放, 文件格式转换单台GL���或GL����输入条件, 收录条件, 触发/报警条件等
将保存在GL����内置RAM里的数据传送至PC· 采样间隔: �μs ~ ��s
将保存在GL����内置Flash闪存, SD存储卡或U盘内的数据传送至PC·采样间隔: �ms ~ ��s, GBD或CSV格式
模拟信号波形, 逻辑波形, 脉冲计数波形, 测量数值
Y-T波形显示, 测量数值, X-Y画面
将GBD格式的数据文件转换成CSV格式
可切换显示当前或过去的数据,
采样速度限制: �kS/s ~ �S/min (�ms ~ ��s采样间隔)
数据收录期间的最大值, 最小值, 平均值以及峰值

标准配件· AC电源适配器 · 快速使用指南 · CD光盘(PC端应用软件, 用户手册) · 橡胶外套(包覆在记录仪本体外面)· 倾斜支架 (含M�安装螺丝) · 输入端子用固定螺丝 (M�.�) · 铁氧体磁环 (附在电缆上用于减少电磁辐射干扰)选件项目电池DC驱动电缆
GL用输入/输出电缆
湿度传感器
分流器
橡胶外套
DIN导轨支架收纳包输入电缆, 安全探针 - BNC
输入电缆, BNC - BNC
输入电缆, 香蕉头 - BNC
输入电缆, 香蕉头 - BNC(高电压)鳄鱼夹 (小)鳄鱼夹 (中)钩爪接头输入端子适配器AC电源适配器型号
B-���
B-���
B-���
B-���
B-���
B-���
B-���
B-���
RIC-���A
RIC-���
RIC-���
RIC-���
RIC-���A
RIC-���
RIC-���A
SMA-���
ACADP-��

描述
锂电池 (�.� V, ����mAh)�米 (电缆末端为裸线)�米 (电缆末端为裸线)�米 (付传感器电源裸线接头)���Ω电阻 (将“�-��mA”电流转换为“�-�V”电压)包覆在记录仪本体外面用于GL����, 特注品
用于GL���, GL����, GL���和GL���绝缘, �:� (��pf), �.�米, ���V DC, CAT II
绝缘, �.�米, ����V DC, CAT II
绝缘, �.�米, ���V DC, CAT II
绝缘, �.�米, ����V DC, CAT II
用于RIC-���, 直径��mm, ���V DC, CAT II, 最大��A
用于RIC-���, 直径��mm, ����V DC, CAT II, 最大��A
用于RIC-���, 直径�mm, ����V DC, CAT III, 最大�A绝缘, 香蕉头插头转BNC插座输入: ��� - ��� V AC, 输出: �� V DC

■ 请备份数据.由主机或者PC的故障导致数据丢失,本公司不负任何责任. ■ 彩页中记述的商标名和商品名,均为各公司的商标或者注册商标.
■ 彩页中的记述事项(规格·设计·价格等)可能由于商品改良在未告知的情况下进行更改.请务必确认本公司主页或者咨询当地的经销商.

为了您能正确且安全的使用仪器

■ 使用前,请仔细阅读产品使用说明书,按照记述内容正确使用.
■ 为避免故障或者漏电引发触电事故,请切实连接地线,使用正确电压.

\ 欢迎关注微信公众号 /日本图技株式会社 上海代表处
上海市长宁区仙霞路317号远东国际广场B栋2014-15室
电话 : 021-52366199
咨询 : info@graphtecchina.com

Websitehttp://www.graphtecchina.com

GL2000_KC10815_4D