PC0-1002

仕様
型式

GX-3R

サンプリング方式

拡散式（ポンプユニット装着により吸引式にも対応）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動

故障警報

システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

表示

LCDデジタル（7セグメント）、バックライト付

各種表示

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示

ブザー音圧

約95dB（30㎝）

復帰動作：自己保持

データロガ機能

最大記録件数：3600件 インターバル：5分（設定変更可）

防爆構造

本質安全防爆構造（Ex ia ⅡC T4 Ga）

保護等級

IP66/68（2m,1h）相当

電源

リチウムイオン充電池

連続使用時間※1

作 業を妨げない小 型 設 計

ロングバッテリーモードOFF時：約25時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）-40〜+60℃（急変無きこと）、0〜95%RH（結露無きこと）

外形寸法／質量約58（W） 65（H） 26（D）mm（突起部は除く）／約100g

従来機種から約30％のダウンサイジングを実現。
質量わずか約100gと軽量で、作業を邪魔しません。

搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変無きこと）／湿度：10〜90%RH（結露無きこと）。

検知対象ガス
検知対象ガス

可燃性ガス

酸（HCまたはCH4）

素

一酸化炭素

高性能な新型Ｒセンサ搭載

硫化水素

検知原理

ニューセラミック式

検知範囲（サービスレンジ）

0〜100%LEL

0〜25.0vol％（〜40.0vol%）0〜500ppm（〜2000ppm）

0〜30.0ppm（〜200.0ppm）

1デジット

1%LEL

0.1vol%1ppm

0.1ppm

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報 ： 10%LEL
第二警報 ： 50%LEL
第三警報 ： 50%LEL
OVER警報：100%LEL

L警報: 18.0vol%
LL警報: 18.0vol%
H警報: 25.0vol%
OVER警報 : 40.0vol%

第一警報 :25ppm
第二警報 :50ppm
第三警報 :50ppm
TWA警報 :25ppm
STEL警報 : 200ppm
OVER警報 : 2000ppm

第一警報 :1.0ppm
第二警報 : 10.0ppm
第三警報 : 10.0ppm
TWA警報 :
1.0ppmSTEL警報 :5.0ppm
OVER警報 : 200.0ppm

従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。

定電位電解式

付属品※
センサ保証期間は3年。
安心してお使いいただけます。

※年1回以上の点検が条件となります。

タイプ一覧● プロテクトカバー● その他付属品

ACアダプター（2594 0898 30）

タイプ名検知対象ガスTYPE A

4成分【 LEL、O2、H2S、CO 】

TYPE B

3成分【 LEL、O2 、H2S 】TYPE CTYPE CH

ベルトクリップ

プロテクトカバー（4777 9202 40）（4777 4161 10）装着イメージ

ハンドストラップ（0888 0605 90）

接続イメージ

TYPE D

3成分【 LEL、O2、CO 】
3成分【 LEL、O2、CO※ 】※H2干渉低減COセンサ

2成分【 LEL、O2 】

TYPE E

2成分【 O2、H2S 】

TYPE F

2成分【 O2、CO 】

TYPE FH
TYPE ITYPE IH
TYPE K

2成分【 O2、CO※ 】※H2干渉低減COセンサ

2成分【 LEL、CO 】
2成分【 LEL、CO※ 】※H2干渉低減COセンサ

1成分【 H2S 】

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）
防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）
7m落下試験をクリア！

http: //www.rikenkeiki.co.jp/※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札岩
仙水埼
千神 奈
浜
名 古幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹

四金大
神水
四広福熊大

日

ポータブルガスモニター

充電時間：約3時間

ロングバッテリーモードON時：約40時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲※2
※1
※2

Model

復帰動作：自己保持市 ☎（059）333−7 2 2 1 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹プロモーションビデオの再生はこちら
PC0-1002-1909100 S

Webサイトにて公開中！

質量わずか100g！

約あ ら ゆ る 現 場 で 活 躍 !

充実のオプションラインナップ
12耐熱ケース

3革ケース

Model

アリゲータークリップ

1耐熱ケース

2建設

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。

ガスプラント海運・造船

7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。

吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認も可能。

一目でわかる！ GX-3R

鉄鋼

4

5

アーム/
アンクルベルト6

保護フィルム新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現！

可燃性ガス読み替えリスト

GX-3R

検知ガス種

1〜4種類

電源

充電池式

検知方式

拡散式
ポンプユニットをオプションでラインナップ（次頁参照）

メタン

-

イソブタン

○

-

警報点

設定変更が可能水素○

可燃性ガス読替機能

26種類

メタノール

データロガ機能

最大3,600件記録可能

コンファメーションビープ機能
ランチブレーク機能
保護カバー

ガス種一覧

CH4仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

ベンゼン

○

○

n-ヘキサン

○

○

○

トルエン

○

○

○

○

n-ヘプタン

○

○

アセチレン

○

○

キシレン

○

○

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

エチレン

○

○

n-ノナン○○

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

エタン

○

酢酸エチル

○

○

標準付属エタノール○○

イソプロピルアルコール○○

耐熱ケース、革ケースオプションでラインナップ

プロピレン

○

○

メチルエチルケトン

○

○

5成分検知

⇒
「GX-3R Pro」
がおすすめ！

アセトン

○

○

乾電池式

⇒
「GX-3R Pro」
がおすすめ！

プロパン

○

日本語表示

⇒
「GX-3R Pro」がおすすめ！

ブタジエン

○

Bluetooth⇒「GX-3R Pro」がおすすめ！

シクロペンタン

○

ガス種一覧

CH4仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

7

メタクリル酸メチル○○

ジメチルエーテル○○○

メチルイソブチルケトン

○

○

○

テトラヒドロフラン○○

8

充電クレードル10

5股ACアダプター9

データロガ
マネジメントプログラム

ポンプユニットで吸引式に対応

外付けの電動ポンプ。吸引式サンプリングに対応できます。

汚れなどからの筐体保護用。

部品番号4777 4259 40

部品番号4777 4257 00

3アリゲータークリップ

360 回転するためさまざまな向きで装着可能。

部品番号4777 9203 10

4アーム/
アンクルベルト

腕または足首に装着することができます。

部品番号4777 9293 30

5

保護フィルムLCD保護用。
（5枚セット）

部品番号4777 9296 50

6

手動吸引ユニット

ポンプよりも素早く吸引が可能。

7

充電
クレードル

充電時に製品を置く台。連結が可能で複数台整列させられます。

8

5股ACアダプター

ACアダプター1個で本体5台をまとめて充電できます。

9

データロガ
マネジメントプログラム

測定データの閲覧、管理ソフト。

11

ドッキングステーションで日常点検を効率化

採集棒※写真は採集棒付きの仕様

検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、26種類の可燃性ガスを直読できます。

型式

手動吸引ユニット（ 採集棒付き/浮子付8ｍチューブ付き/錘付30ｍチューブ付き）

革ケース

高温環境での筐体保護用。
安全ピンにて固定。

（採集棒付き）部品番号 4777 9302 80（浮子付8ｍチューブ付き）
部品番号 4777 9304 20（錘付30mチューブ付き）
部品番号 4777 9305 00
部品番号BC-3R 00（ケ―ブル長 22.5cm）
部品番号 4777 9329 70（ケ―ブル長 60cm）
部品番号 4777 9319 80（ケ―ブル長 120cm）
部品番号 4777 9333 20
部品番号9811 0860 70

使用前の簡易点検（バンプテスト）やガス調整を自動で行えます。

着脱が簡単！

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載
GX-3Rは新規開発のセンサシリーズRセンサを搭載しています。Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。
また、センサは3年保証※のため、安心してお使いいただけます。※年1回以上の点検が条件となります。

可燃性ガス

O2

CO&H2S

CO

耐被毒＆耐衝撃性に優れたタフ構造！

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

2in1のデュアル構造で本体の小型化を実現！

2センサ構造でH2干渉を低減！

仕様

仕様

型式

RP-3R

吸引流量

Highモード：0.4L/min以上

型式

連続使用時間Highモード：約10時間

吸引流量

約0.25L/min

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変無きこと） 95%RH以下（結露無きこと）

使用温湿度範囲

0〜40℃（急変無きこと）、95％RH以下（結露無きこと）

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga

外形寸法/質量約130（W） 約110（H） 約250（D）mm/約800g

構造

防塵防滴構造（保護等級IP67相当）

オプション
（別売品）

連結用金具、壁掛け用金具、排気チューブ

外形寸法/質量約82（W） 96（H） 29（D）mm（突起部を除く）/ 約120g

電源

単3形アルカリ乾電池 1本

オプション
（別売品）

浮子式ガス採集器（8m）

Lowモード：0.25L/min以上

Lowモード：約16時間

SDM-3R

電源（ACアダプター） AC100〜240V 10％ 50/60Hz※GX-2009やGX-3R Proとの接続は不可。

ハイスペック版「GX-3R Pro」
も合わせてご検討ください！

安全のための多彩な機能
可燃性ガス読み替え機能
面倒な換算は不要。26種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。
＊電源ON/OFF後も設定は保持されます。

ランチブレーク機能
TWA値とピーク値を保持し、電源ON/OFFに関わらず積算測定を行うことができる機能です。

警報点の設定変更が可能
GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。
お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

校正お知らせ機能
電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検漏れを防止し、より安全にお使いいただけます。

コンファメーションビープ機能① 5成分検知可能

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

② Bluetooth対応

可燃性ガス、O2、H2S、COの他、二酸化炭素や二酸化硫黄検知も。

スマホと連携可能。専用アプリを使用して各種警報をメール通知可能。

③ 乾電池/充電池併用可2種類の電池ユニットが併用可能。

④ 日本語表示対応

Model

日本語をはじめ11種類の言語に対応。
※詳しくは「GX-3R Pro」のカタログを参照願います。

あ ら ゆ る 現 場 で 活 躍 !

充実のオプションラインナップ
12耐熱ケース

3革ケース

Model

アリゲータークリップ

1耐熱ケース

2建

設

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。

ガスプラント海運・造船

7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。

吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認も可能。

一目でわかる！ GX-3R

鉄鋼

45

アーム/アンクルベルト

6

保護フィルム新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現！

可燃性ガス読み替えリスト

GX-3R

検知ガス種

1〜4種類

電源

充電池式

検知方式

拡散式
ポンプユニットをオプションでラインナップ（次頁参照）

メタン-イソブタン○-

警報点

設定変更が可能水素○

可燃性ガス読替機能26種類

メタノール

データロガ機能

最大3,600件記録可能

コンファメーションビープ機能
ランチブレーク機能
保護カバー

ガス種一覧

CH4仕様
からの読替

HC仕様
からの読替

ベンゼン

○

○

n-ヘキサン

○

○

○

トルエン

○

○

○

○n-ヘプタン

○

○

アセチレン

○

○

キシレン

○

○

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

エチレン

○

○

n-ノナン

○

○

ON設定可能（機能詳細は下部参照）

エタン

○

酢酸エチル

○

○

標準付属

エタノール

○

○

イソプロピルアルコール○○

耐熱ケース、革ケースオプションでラインナップ

プロピレン

○

○

メチルエチルケトン

○

○

5成分検知

⇒
「GX-3R Pro」
がおすすめ！

アセトン

○

○

乾電池式

⇒
「GX-3R Pro」
がおすすめ！

プロパン

○

日本語表示

⇒
「GX-3R Pro」がおすすめ！

ブタジエン○Bluetooth⇒「GX-3R Pro」
がおすすめ！

シクロペンタン

○

ガス種一覧

CH4仕様
からの読替

HC仕様からの読替

7

メタクリル酸メチル○○

ジメチルエーテル○○○

メチルイソブチルケトン

○

○

○

テトラヒドロフラン○○

8

充電クレードル

105股ACアダプター

9データロガマネジメントプログラム

ポンプユニットで吸引式に対応

外付けの電動ポンプ。吸引式サンプリングに対応できます。

汚れなどからの筐体保護用。

部品番号4777 4259 40

部品番号4777 4257 00

3

アリゲータークリップ

360 回転するためさまざまな向きで装着可能。

部品番号4777 9203 10

4アーム/
アンクルベルト

腕または足首に装着することができます。

部品番号4777 9293 30

5

保護フィルムLCD保護用。
（5枚セット）

部品番号4777 9296 50

6

手動吸引ユニット

ポンプよりも素早く吸引が可能。

7

充電クレードル

充電時に製品を置く台。連結が可能で複数台整列させられます。

85股ACアダプター

ACアダプター1個で本体5台をまとめて充電できます。

9データロガマネジメントプログラム

測定データの閲覧、管理ソフト。

11

ドッキングステーションで日常点検を効率化

採集棒※写真は採集棒付きの仕様

検知対象ガスに可燃性ガスを含む仕様の場合、26種類の可燃性ガスを直読できます。

型式

手動吸引ユニット（ 採集棒付き/浮子付8ｍチューブ付き/錘付30ｍチューブ付き）

革ケース

高温環境での筐体保護用。
安全ピンにて固定。

（採集棒付き）部品番号 4777 9302 80（浮子付8ｍチューブ付き）
部品番号 4777 9304 20（錘付30mチューブ付き）
部品番号 4777 9305 00
部品番号

BC-3R 00

（ケ―ブル長 22.5cm）
部品番号 4777 9329 70（ケ―ブル長 60cm）
部品番号 4777 9319 80（ケ―ブル長 120cm）
部品番号 4777 9333 20
部品番号9811 0860 70

使用前の簡易点検（バンプテスト）やガス調整を自動で行えます。

着脱が簡単！

長期安定性に優れた新型Rセンサ搭載
GX-3Rは新規開発のセンサシリーズRセンサを搭載しています。Rセンサは従来センサの性能を飛躍的に向上させた高性能なセンサです。
また、センサは3年保証※のため、安心してお使いいただけます。※年1回以上の点検が条件となります。

可燃性ガス

O2

CO&H2S

CO

耐被毒＆耐衝撃性に優れた
タフ構造！

定電位電解式採用で基本特性が大幅向上！

2in1のデュアル構造で本体の小型化を実現！

2センサ構造でH2干渉を低減！

仕様

仕様

型式

RP-3R

吸引流量

Highモード：0.4L/min以上

型式

連続使用時間Highモード：約10時間

吸引流量

約0.25L/min

使用温湿度範囲-20〜+50℃（急変無きこと） 95%RH以下（結露無きこと）

使用温湿度範囲

0〜40℃（急変無きこと）、95％RH以下（結露無きこと）

防爆等級

Ex ia ⅡC T4 Ga

外形寸法/質量約130（W） 約110（H） 約250（D）mm/約800g構造防塵防滴構造（保護等級IP67相当）

オプション
（別売品）

連結用金具、壁掛け用金具、排気チューブ

外形寸法/質量約82（W） 96（H） 29（D）mm（突起部を除く）/ 約120g

電源

単3形アルカリ乾電池 1本

オプション
（別売品）

浮子式ガス採集器（8m）

Lowモード：0.25L/min以上

Lowモード：約16時間

SDM-3R

電源（ACアダプター） AC100〜240V 10％ 50/60Hz※GX-2009やGX-3R Proとの接続は不可。

ハイスペック版「GX-3R Pro」
も合わせてご検討ください！

安全のための多彩な機能
可燃性ガス読み替え機能
面倒な換算は不要。26種類の可燃性ガス濃度を直読可能です。
＊電源ON/OFF後も設定は保持されます。

ランチブレーク機能
TWA値とピーク値を保持し、電源ON/OFFに関わらず積算測定を行うことができる機能です。

警報点の設定変更が可能
GX-3Rの本体操作により設定変更が可能。
お客様の基準に則した管理・運用をサポートします。

校正お知らせ機能
電源投入後、定期点検推奨日までの日数を表示します。点検漏れを防止し、より安全にお使いいただけます。

コンファメーションビープ機能① 5成分検知可能

検知器が正常に動作していることを知らせる機能です。測定中、設定された間隔ごとにブザーが鳴ります。

② Bluetooth対応

可燃性ガス、O2、H2S、COの他、二酸化炭素や二酸化硫黄検知も。

スマホと連携可能。専用アプリを使用して各種警報をメール通知可能。

③ 乾電池/充電池併用可

2種類の電池ユニットが併用可能。

④ 日本語表示対応

Model

日本語をはじめ11種類の言語に対応。
※詳しくは「GX-3R Pro」のカタログを参照願います。

PC0-1002

仕様
型式

GX-3R

サンプリング方式

拡散式（ポンプユニット装着により吸引式にも対応）

ガス警報表示

ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動

故障警報

システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良

故障警報表示

ランプ点滅/ブザー断続/内容表示

表示

LCDデジタル（7セグメント）、バックライト付

各種表示

動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示

ブザー音圧

約95dB（30㎝）

復帰動作：自己保持データロガ機能

最大記録件数：3600件 インターバル：5分（設定変更可）

防爆構造

本質安全防爆構造（Ex ia ⅡC T4 Ga）

保護等級

IP66/68（2m,1h）相当

電源

リチウムイオン充電池

連続使用時間※1

作 業を妨げない小 型 設 計

ロングバッテリーモードOFF時：約25時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）-40〜+60℃（急変無きこと）、0〜95%RH（結露無きこと）

外形寸法／質量約58（W） 65（H） 26（D）mm（突起部は除く）／約100g

従来機種から約30％のダウンサイジングを実現。
質量わずか約100gと軽量で、作業を邪魔しません。

搭載するセンサの種類によって異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。温度： -20〜+50℃（急変無きこと）／湿度：10〜90%RH（結露無きこと）。

検知対象ガス
検知対象ガス

可燃性ガス

酸（HCまたはCH4）

素

一酸化炭素

高性能な新型Ｒセンサ搭載

硫化水素

検知原理

ニューセラミック式

検知範囲（サービスレンジ）

0〜100%LEL

0〜25.0vol％（〜40.0vol%）0〜500ppm（〜2000ppm）

0〜30.0ppm（〜200.0ppm）

1デジット

1%LEL

0.1vol%1ppm

0.1ppm

ガス警報設定値（任意設定可）第一警報 ： 10%LEL
第二警報 ： 50%LEL
第三警報 ： 50%LEL
OVER警報：100%LEL

L警報: 18.0vol%
LL警報: 18.0vol%
H警報: 25.0vol%
OVER警報 : 40.0vol%

第一警報 :25ppm
第二警報 :50ppm
第三警報 :50ppm
TWA警報 :25ppm
STEL警報 : 200ppm
OVER警報 : 2000ppm

第一警報 :1.0ppm
第二警報 : 10.0ppm
第三警報 : 10.0ppm
TWA警報 :1.0ppm
STEL警報 :5.0ppm
OVER警報 : 200.0ppm

従来センサの性能を飛躍的に向上させた新型Ｒセンサを搭載。

定電位電解式

付属品※
センサ保証期間は3年。
安心してお使いいただけます。

※年1回以上の点検が条件となります。

タイプ一覧● プロテクトカバー● その他付属品

ACアダプター（2594 0898 30）

タイプ名検知対象ガスTYPE A

4成分【 LEL、O2、H2S、CO 】

TYPE B

3成分【 LEL、O2 、H2S 】

TYPE CTYPE CH

ベルトクリップ

プロテクトカバー（4777 9202 40）（4777 4161 10）装着イメージ

ハンドストラップ（0888 0605 90）

接続イメージ

TYPE D

3成分【 LEL、O2、CO 】
3成分【 LEL、O2、CO※ 】※H2干渉低減COセンサ

2成分【 LEL、O2 】

TYPE E

2成分【 O2、H2S 】

TYPE F

2成分【 O2、CO 】

TYPE FH
TYPE ITYPE IH
TYPE K

2成分【 O2、CO※ 】※H2干渉低減COセンサ

2成分【 LEL、CO 】
2成分【 LEL、CO※ 】※H2干渉低減COセンサ

1成分【 H2S 】

本質安全防爆構造（防爆等級 Ex ia IIC T4 Ga 取得）
防塵防水構造（保護等級IP66/68相当）
7m落下試験をクリア！

http: //www.rikenkeiki.co.jp/※本カタログの記載事項は、性能向上のため、お断りなしに変更する事があります。

札岩仙水埼
千神 奈浜
名 古幌 ☎（011）757−7 5 0 5 ㈹手 ☎（0197）65−1 1 1 2 ㈹台 ☎（022）722−7 8 3 5 ㈹戸 ☎（029）306−9 3 2 1 ㈹玉 ☎（048）598−5 0 9 0 ㈹葉 ☎（043）497−6 3 0 3 ㈹川 ☎（045）476−7 5 8 1 ㈹松 ☎（053）437−9 4 2 1 ㈹屋 ☎（052）822−1 0 3 1 ㈹

四金大
神
水四広
福熊大

日

ポータブルガスモニター

充電時間：約3時間

ロングバッテリーモードON時：約40時間（25℃、満充電後、無警報、無照明時）

使用温湿度範囲※2
※1
※2

Model

復帰動作：自己保持

市 ☎（059）333−7 2 2 1 ㈹沢 ☎（076）240−7 0 6 0 ㈹阪 ☎（06）6350−5 8 7 1 ㈹戸 ☎（078）261−3 0 3 1 ㈹島 ☎（086）446−2 7 0 2 ㈹国 ☎（0897）
37−3 7 7 5 ㈹島 ☎（082）875−4 1 5 1 ㈹岡 ☎（092）692−1 1 6 1 ㈹本 ☎（096）373−1 2 3 0 ㈹分 ☎（097）523−3 8 1 1 ㈹プロモーションビデオの再生はこちら
PC0-1002-1909100 S

Webサイトにて公開中！

質量わずか

100g！

約