広島工業大学紀要研究編
第 56 巻（2022）135-144

報

告広島工業大学の講義棟 Nexus21の強震計測システムとデータ処理方法
岩井哲＊・川上善嗣 **（平成 3 年10月22日受付）

The strong motion measurement system and data processing method for the lecturebuilding Nexus21 of Hiroshima Institute of Technology
Satoshi IWAI and Yoshitsugu KAWAKAMI（Received Oct. 22, 2021）

Abstract
This research aims to provide useful information for seismic motion analysis and seismic designof structures. Data processing system is developed to get acceleration records at the lecture building
Nexus21 of Hiroshima Institute of Technology (HIT) due to a strong earthquake, such as theNankai Trough earthquake, which is feared to occur in the near future. The obtained results are
as follows. (1) A list of the records of felt earthquakes for the last 10 years at HIT is summarized.
(2) A processing software is created to select the three functions of “waveform display,” “spectrumdisplay,” and “3D display”. (3) “Waveform display” and “3D display” show the acceleration, and thevelocity / displacement calculated by the integration of the time history. (4) In “spectrum display”,
the analysis results of the Fourier spectrum of acceleration, velocity, and displacement, in each floor
and direction are presented and can be output as text. (5) Using the acceleration on the first floor of
the lecture building due to the 2016 Kumamoto earthquake as an input, we attempted to verify thebuilding response by vibration analysis.
Keywords: strong earthquake, acceleration records, Fourier spectrum, building response

態勢で，1/100秒間隔にデータ取得を行い，学内 LAN を通じ1 ．研究の背景と目的て専用のサーバー PC に0.1秒おきにデータを送信している。

広島工業大学の講義棟三宅の森 Nexus21は2009年から供講義棟に地震計を設置した主たる目的は，近々発生する用された。強震計は，工学部建築工学科で導入を決定した

ことが懸念されている南海トラフ地震などの大地震に備2011年 3 月に，広島工業大学の講義棟に設置された。このえ，広島にある理工系大学として，加速度記録を地震動の強震計は講義棟の 1 階，4 階，10階の中央エレベーターホー解析や構造物の耐震設計・研究などに役立て，地震学ならル前の EPS 室に置いている。建物の長手方向に合わせた

びに耐震工学に関わる研究や開発に益する情報提供を行う

南北（NS）方向と，直交する東西（EW）方向，ならびに上下ことにある。大きな地震の加速度記録を取得し，時刻歴波（UD）方向の 3 方向について，加速度の計測を毎日24時間形やスペクトルの形で，広島工業大学で得られた記録とし＊＊＊

広島工業大学名誉教授
広島工業大学工学部建築工学科教授― 135 ―

岩井哲・川上善嗣て提供する。 1 階に設置した強震計は，地震動の構造物へ

2 ．強震計の仕様と設置状況の入力として考えられ，地震動の卓越周期や地盤の影響を知ることができる。 4 階ならびに10階に設置した強震計か強震計の仕様は表 1 の通りである。強震計の設置状況をらは，地震動による構造物の応答や固有周期に関わる情報

写真 1 ならびに図 1 ，図 2 に示す。加速度ピックアップはを得る。

GMR（Giant Magneto Resistive Effect：巨大磁気抵抗効果）

2011年にはこの加速度データの処理の方針を確立し，処センサーを採用したもので，安価で高精度の加速度検出を理には鎌田（福山大学名誉教授）により HP で公開されて実現する。10年を経過しているが，使用上，問題ないとのいる波形解析 WAVEANA，スペクトル解析 SPECANAことである。ただサーバー PC と，加速度情報を丸々記録など数個のプログラムを利用した。これらにより欲しい地する外部ハードディスクは，最近になって，データ転送エ震関連情報は得られることがわかったが，一方で，処理のラーが生じる原因になったため，2020年10月に交換した。

操作手順が繁雑で面倒であるということ，また作業が多くそれに伴い導入初期に利用していたモニターシステムは一なると人的ミスに繋がる可能性が増えるという問題があっ部利用できなくなったが，データの基本的なフォーマットた。そこで，一貫して処理を行えるプログラムを自ら作成は変わっていない。なおこのシステムは東京大学地震研究することにした。講義棟で得られた加速度記録から誰で所の全国地震観測の １ つとしてインターネット接続されても簡単に加速度，速度，変位の時刻歴波形を取り出せ，おり，本学から地震情報を送信している。

2 D， 3 D 表示やスペクトルの表示が行えるものを目指した。
本研究は，加速度記録のテキスト・データと合わせて，地震や建物の応答解析のためのツールを一貫処理プログラムとして提供するものである。開発にはマイクロソフトのVisual Basic（以下，VB と表記する）を用いた。これはWindows 画面を扱えるソフトとして，著者が比較的慣れているためである。
表1

計測デバイスGMR（Giant Magneto Resistive Effect：
巨大磁気抵抗効果）加速度ピックアップ

計測加速度軸X，Y，Z 3 軸

定格加速度レンジ ±2450Gal（X，Y，Z 軸）
加速度計測範囲

写真 １

IT 強震計 ITK-002の仕様±2940Gal（X，Y，Z 軸）

計測加速度分解能 0.01Gal

強震計の設置状況

強震計は地表に近い 1 階床上，最上階の10階床上に設置することを基本とし，維持管理を考えて電気管理施設（EPS）内とした。 4 階床上設置は建物中央高さ近くになり，構造的に 5 階以上が下部階と変化することを意識した。講義棟建設時に LAN を引いた。予算的制約がなければ，建物から離れて影響を受けない地表の自由面と，各階他軸感度± 3 ％未満

ノイズ

0.1Gal 未満

定格電圧

DC 6 V±10％

絶縁耐圧

AC500V 1 min（AC アダプタ性能）かった。 １ つは，定格加速度レンジが±2450Gal であるこ

絶縁抵抗500V, 1 M Ω以上（AC アダプタ性能）

材質

アルミ板とで，これまでは K-NET 形式の±2000Gal と考えていた

取り付け許容角度 水平取り付け± 3 °以内に強震計を設置できればなお良かった。
2020年の機器更新の際に，実は，重大な誤りが ２ 点見つことである。もう 1 つは，水平成分の X,Y 軸が，正しくは EW（東西に近い講義棟短辺方向），NS（南北に近い講

質量約400g（製品予定）

使用温度

周囲温度：－10～ + 40℃（ただし，結露しないこと）

精度保証温度

周囲温度： 0 ～ + 40℃（ただし，結露しないこと）

得データそのものには問題がないので，この10年間で，致

保存温度－20～＋60℃

これまでのデータを扱う際にも，注意をお願いしたい。

サンプリング周期 10ms サンプリング
時間精度

NTP 依存

通信方式

ethernet

伝送速度100/10mbps

配線長最大100m

義棟長辺方向）であることの認識の誤りで，これまで NSと EW の方向を逆に考えて処理していたことである。取
命的な事態は発生していなかったと思われるが，利用者は強震計で観測された加速度データは，サーバー PC（Unix系）に転送し，日・時・分の単位でファイル保存している。
まずデータをサーバー PC から Windows PC へファイルを転送（USB メモリーあるいはプログラム WinSPC を使用）する。その後，入力前処理としてテキストに変換す― 136 ―

広島工業大学の講義棟 Nexus21の強震計測システムとデータ処理方法

る。プログラム ITK Data View を使用する場合は GAL（GMR）を選択し，バイナリーの RAW ファイルからテキストの CSV ファイルに変換する。1

図１

図2

講義棟 Nexus21の平面上の強震計設置位置（赤丸の箇所）

3 ．有感地震の取得状況

講義棟 Nexus21の立面（断面）上の強震計設置位置（赤丸 3 箇所）

4 ．計測データの処理－プログラムの全体構成

表 2 はこれまでに取得した有感地震のリストである。国

計測した加速度データの処理プログラムの基本となる部

土交通省・気象庁の震度データベースを参照して情報補充

分は多くが田中（2013）の制作による。これをプログラムした。平均して年に 5 件ほど有感地震を記録している。識の並んでいる順番で，土岐（2018）が Sub プロシージャ

別番号は観測システムによって自動的に割り当てられたもごとに番号（#）付けを行ったもので整理した。プログラ

ので，一部に抜けがあるのは，地震ではない振動もしくはム全体構成を図 3 に示す。大きく分類すると①から⑥の ６

電気的ノイズを拾った時のものを判別し省いたことによる。

つのプログラム群からなる。①加速度データの読み込みを

表2


1

識別
番号
1
2
3
4
8
10
11
14
15
16
17
18
1920

2012/12/22
2013/01/08
2013/04/13
2013/05/24
2014/03/14
2014/08/14
2014/08/29
2014/09/23
2014/11/01
2015/02/06
2015/05/30
2015/07/13
2015/07/24
2015/08/26

発生
時刻
15:15
20:19
05:33
14:45
02:06
07:51
04:14
12:32
19:36
10:25
20:23
02:52
17:53
07:51

21

2015/11/14

05:51

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2016/04/01
2016/04/14
2016/04/14
2016/04/152016/04/16
2016/04/16
2016/04/16
2016/07/01
2016/08/15
2016/10/21

11:39
21:26
22:07
00:03
01:25
01:45
03:55
14:39
13:36
14:07

発生年月日

2012年～2020年に取得した有感地震のリスト
震源地

伊予灘
広島県西部
淡路島付近
サハリ近海
伊予灘
周防灘
日向灘
安芸灘
伊予灘
徳島県南部
小笠原諸島西方沖
大分県南部
愛媛県南予
日向灘
薩摩半島西方沖枕崎の西南西 160㎞付近
三重県南東沖熊本県熊本地方
熊本県熊本地方
熊本県熊本地方
熊本県熊本地方
熊本県熊本地方
熊本県阿蘇地方
伊予灘
伊予灘
鳥取県中部

地震の規模Ｍ
4.4
3.7
6.3
8.2
6.2
4.4
6.1
3.9
4.3
5.0
8.5
5.7
4.7
5.2

最大震度
32
6弱
35強
34
3
2
5強
5強
5強
44

大学 １ 階床の最大震度0.4
0.6
1.2
0.0
4.1
0.9
0.5
0.4
0.6
0.0
0.4
1.8
0.3
0.0

大学 １ 階床の最大加速度
N-S, E-W, U-D（Gal）
2.02，2.25，1.33
8.98，13.92，5.76
3.60，2.87，1.76
0.56，0.76，1.11
103.56，124.95，38.0
4.14，5.40，2.30
1.39，1.50，0.64
3.40，5.45，2.60
2.87，4.74，1.63
0.91，0.92，0.89
1.10，1.63，1.08
8.10，8.45，2.98
1.58，1.59，1.07
1.09，0.93，0.70

7.0

4

0.0

0.58，0.38，0.29

6.1
6.5
5.7
6.4
7.3
6.0
5.8
4.3
4.3
6.6

47
6弱6強76弱
6強33
6弱

0.0
0.9
0.0
0.4
2.7
0.7
0.0
0.3
0.6
2.9

0.58，0.41，0.42
2.36，2.04，1.58
0.81，0.95，0.51
1.34，1.40，0.88
14.48，9.56，9.97
1.88，2.21，1.55
0.90，1.20，1.02
2.79，2.16，1.15
3.00，2.51，1.31
31.55，21.17，11.77

かつて GAL（K-NET）を選択し変換したが，GAL（GMR）が正しい選択である。これが本節の誤りの修正に対応する。
― 137 ―

岩井
表 2 （続き）
識別番号
33
34
35
36
37
38
39
40
4142
4345
46
47
48
49
50
51
52
53
54

発生年月日
2016/10/21
2017/03/02
2017/06/20
2017/06/25
2017/08/16
2018/01/09
2018/02/19
2018/04/09
2018/04/09
2018/04/09
2018/06/18
2018/06/26
2019/01/08
2019/03/11
2019/03/27
2019/05/10
2019/05/11
2019/10/07
2019/11/22
2019/11/26
2020/03/09

発生
時刻
14:53
23:53
23:27
07:02
04:38
05:52
03:31
01:32
02:10
05:05
07:58
17:00
21:39
15:37
15:38
20:40
08:59
08:02
18:06
15:10
04:29

図3

哲・川上善嗣2012年～2020年に取得した有感地震のリスト

震源地
鳥取県中部
日向灘
豊後水道
長崎県南部
伊予灘
伊予灘
豊後水道
島根県西部
島根県西部
島根県西部
大阪府北部
広島北部
種子島近海
愛媛県南予
日向灘
日向灘
日向灘
伊予灘
日向灘
瀬戸内海中部
豊後水道

地震の規模Ｍ
5.0
5.2
5.0
5.6
4.9
4.4
5.0
6.14.8
4.6
6.1
4.9
6.4
4.5
5.4
4.8
4.9
4.3
5.2
4.6
4.7

最大震度
445強
5強
2345強
446弱
44342
43343

大学 １ 階床の最大震度
1.0
0.3
0.0
0.0
0.1
0.7
0.8
2.6
1.2
0.4
0.5
1.5
0.0
0.8
0.5
1.0
0.1
1.2
0.0
0.5
0.7

大学 １ 階床の最大加速度
N-S, E-W, U-D（Gal）
3.90，3.41，1.51
1.17，1.37，0.64－ － －0.36，0.33，0.29
3.69，3.06，1.30
2.93，3.55，1.96
2.92，2.88，1.39
25.23，36.31，14.20
6.52，8.70，4.25
2.44，2.55，2.44
1.46，1.49，0.83
8.53，11.28，4.58
0.63，0.39，0.22
2.86，2.82，1.71
1.58，2.15，0.93
1.80，2.68，1.63
1.20，1.14，0.98
6.01，5.54，2.71
0.71，0.66，0.29
2.70，2.80，2.23
3.27，2.08，1.46

計測データの処理プログラムの全体流れとサブプログラムなどの番号付け― 138 ―

広島工業大学の講義棟 Nexus21の強震計測システムとデータ処理方法

行うデータ入力画面，②データの基本的処理を行う；加速存している。その数分のフォルダ一式を「参照」から度を時間について積分して速度・変位を算出，時間軸領域読み込むか，□の枠内にドラッグ＆ドロップすると，から周波数領域へ高速フーリエ変換（FFT）してスペク上部に階別に自動で振り分けられることを確認する。

トルを導出，最大値を読み取るなど，③加速度の最大値を②

「データの読み込み」を実行すると，図 5 の画面の「波形表示」「スペクトル表示」「 3 D 表示」の ３ つを機能表示し，機能選択を行う画面，までが前半部となる。後半選択する画面になる。

部の機能選択は④「波形表示」，⑤「スペクトル表示」，⑥「 3 D 表示」の ３ つからなる。以下に各々の説明をする。

③図 5 の画面の「出力」では，加速度と，その時刻歴の積分処理によって計算した速度・変位成分をテキストファイル形式で出力できる。
速度，変位を算出する積分の処理は，解の発散があり，実は大きな問題となる。強震計から得られた加速度データは1/100秒間隔の離散型データである。本研究では，大崎（1994）による積分波形の基線補正方法を用いた。変位を求める段階で長方形積分や台形積分よりも精度を上げるた
め，加速度変化を線形と仮定して積分を行った。これにより，速度波形を求める際には台形積分と変化はないが，変位を求める際には加速度の線形変化分だけ速度に補正がかかり，変位波形の精度の向上に繋がる，とされる。速度波形の最終点が軸と一致するよう，加速度波形は 1 次式，速度波形は 2 次式，変位波形は 3 次式によって補正している。
（結果の例を図 8 に示す）
図4

加速度データの読み込み画面（ 2 ）波形表示ウィンドウ①

図 6 の画面の右上にある「階別，方向別，成分別」をチェックすることでそれぞれの波形を表示できる。

②

「描画成分設定」で，加速度，速度，変位をチェックすることで表示を変更できる。

③

その下の，表示する階をチェックする。

④

表示する方向をチェックする。

⑤

「時間軸設定」で，表示する波形の開始時刻と終了時刻を指定できる。

⑥

縦軸の値を自動設定する・しないを選択できる。チェッ
クを外すことで縦軸のスケールが自由に設定できる。

⑦

「描画」を実行すると①～⑥の設定した条件で波形を表示する。赤色は NS（南北）方向，青色は EW（東西）方向，緑色は UD（上下）方向である。複数の波形を同時に重ねることもできる。

⑧

「最大値（ばらばら）」は図 6 のように，各図の縦軸値で最大表示するもので，「最大値統一」は図 7 のよ

図5

うに，10，20，50のレベル毎に規準化して， 3 つの図加速度最大値の表示と機能選択画面を統一したスケールで大小比較する場合に使う。

5 ．各処理システムの解説⑨（ 1 ）データの読み出しと表示画面の選択ウィンドウ①

図 4 の画面で，ファイルの読み込みには「CSV ファイル」を使用する。「CSV ファイル」は，分毎に分別されたフォルダ内に，「RAW ファイル」と同名で保― 139 ―□枠で選択した波形をキャプチャできる。

岩井

図6

図7

哲・川上善嗣加速度の各階 NS 方向波形表示画面（縦軸を最大値で規準化した場合）

加速度の各階 NS 方向波形表示画面（縦軸を統一して大小関係を明示した場合）

図8

4 階 NS 方向について加速度，速度，変位波形を表示した場合― 140 ―

広島工業大学の講義棟 Nexus21の強震計測システムとデータ処理方法

図9

図10

１ 階各方向について加速度のフーリエスペクトルを真数で表示した場合

１ 階各方向について加速度のフーリエスペクトルを対数（0.1Hz ～10Hz）で表示した場合（ 3 ）スペクトル表示ウィンドウ⑦

３ つの波形グラフの枠内をクリックすると，波形を拡大表示する。画像をキャプチャすることもできる。

図 5 でスペクトル表示を選択すると図 9 の画面が表示される。ここで，サンプルに用いた地震データは2016年 4 月⑧

「ファイル出力」は各階，各方向の加速度，速度，変位のフーリエスペクトルをテキストで出力する。

16日の熊本地震のうちの最大規模の M7.3地震（表 2 の識別番号27）発生によって，大学講義棟で取得したデータに⑨応答スペクトルも表示できるようにした。応答スペク
トル表示手順は次の通りである。

よるものである。
①②

「チャンネル」の階別，方向別，成分別をチェックすスペクトル表示画面の左側にある，スペクトル選択－ることでそれぞれ表示できる。

応答スペクトルにチェックを入れる。計算する周期き「描画成分設定」で，階別，方向別の際は，加速度，ざみを dT0.5s か，dT0.05s を選ぶ。
⑪

速度，変位を選択できる。
③

チャンネルの方向別，成分別の際に，階を選択できる。

④

階別，成分別の際に，方向を選択できる。

⑤

真数（普通尺）表示と，対数表示を選択できる。（図 9 ，⑥⑩

「 応答スペクトルを算定」を押下する。⇒終了時にbeep 音が鳴る。

⑫

画面の右側の「描画」で 3 画面を表示する。
フーリエスペクトルは地震動の特性が反映される。地震図10）

応答スペクトルは地震動の特性と，建物の特性の両者を反

「描画」を実行すると①～⑤の設定した条件でスペク映させる。

トルを表示する。

スペクトル表示の検証に，1940年エルセントロ（El Centro）― 141 ―

岩井哲・川上善嗣

地震の加速度データ（NS 成分で最大340cm/s 2 ）を本プロ剛性を算出した［野邑・山根（2020）］。2016年熊本地震にグラムに入力し，地震応答スペクトル解析によるエルセンよる講義棟 1 階の加速度（図13）を入力し，弾塑性応答解

トロ地震の応答を出したものが図11である。ここでは減衰析プログラム Answer（ストラクチャー社）によって時刻定数を0.01，0.05，0.10について結果を示した。1940年エ

歴応答を求めた。図14と図15の比較からは，地震動入力がルセントロ地震のデータの場合，計算時間が dT0.5s で数小さく，基本的に弾性応答の領域であり，応答がほぼ似た秒，dT0.05s ならその10倍かかる。多くの建築振動学の本形状を示すことが確認できる。特に強い地震動を計測できには代表的に記されているので比較できる。妥当な結果がた場合には，講義棟の制震ダンパーの効果を検証すること出たと考える。にも繋がる。構造設計・応答解析に是非，利用頂くよう期待する次第である。

7 ．処理システムの開発と完成に致る経過説明
処理システムの開発について総括する。
地震波を取り扱う処理ソフトは多く存在する。特に建築構造に関わる者の関心は，観測された地震の波形と，その卓越する周波数の特性を知ることにあると思われる。従っ図11て処理システムとしては，地震の波形と応答スペクトルを地震応答スペクトル解析による1940年エルセントロ（El Centro）地震 NS 成分の応答結果表示する機能があればよい。また大きな地震が発生した場合には，余震も多い。システムの操作は，同じ手順を繰り（ 4 ） 3 D 表示ウィンドウ返すだけで良いのだが，それでもミスをする可能性が皆無

図 5 で 3 D 表示画面を選択すると図12の画面になる。にはならない。得られた結果の信頼性を得るには，入力以左枠内が 3 D 表示，右枠の ３ つが 2 D 表示である。 2 D 表

外の操作はできるだけない（少ない）方が良い。自前のシ示は左上側が桁行（NS）方向－鉛直（UD）方向，右上側

ステムの開発は，人的ミスに繋がる操作をできるだけなくが梁間（EW）方向－鉛直（UD）方向で，右下側が桁行（NS）

すこと，各人の希望に合わせた地震関連情報を手軽に取り方向 - 梁間（EW）方向の，軌跡残像を現す。

出せることを目指して行ったものである。

①

加速度，速度，変位の波形動画を選択することができる。

②

開始時刻を指定することができる。

は主に，次の通りであった。①図形表示での座標軸数値の③3 D と 2 D 画面の軌跡残像を表示するデータ数を変統一を計り， 3 つの図の大小比較が視覚的にできるように更できる。データ数の default 値は15としている。

すること，②もし単位や数値の誤りがあれば直すこと，③④表示データ間隔を［ 1 データ・ 2 データ］で変えて，ウィンドウ画面の中にスイッチボタンがあるのに，働かな

3 D と 2 D 表示の動きを［遅く・速く］できる。

いという機能の不全をなくすこと，④スペクトルの対数表⑤「階」にチェックを入れることで 2 D 画面の描画する示が 3 図できちんと出るよう整備すること，⑤ 3 D 表示画階を指定でき，「スケール設定」により 2 D 画面の寸面でのスケールオーヴァーをなくすこと，などである。

卒業研究課題として学生諸氏に取り組んでもらった課題

法表示を変更できる。
⑥以下，本件に関わった卒業研究を提出年代順に並べる。

ス ケールの数値を変えることで 3 D 画面の寸法表示1．

を変更できる。
⑦

震計設置計画と振動性状調査，2011年 1 月

鉛 直軸回転角と水平面回転角を指定することで 3 D

2．

画面の向きを変更できる。
⑧

藤井翔太・丸山涼太：広島工業大学の新講義棟における強震計設置と応答記録の可視化，2012年 1 月

「描画」を実行すると①～⑦の設定した条件で 3 D 画

3．

面と 2 D 画面を表示する。
⑨

倉田聖士・藤原敬由：広島工業大学新講義棟への地

木村隆志・田中大：広島工業大学講義棟の地震計設置による地震記録の可視化と検証，2013年 1 月

動画画面の「一時停止／再開」ができる。

4．

堀本将宏・吉永大志：広島工業大学講義棟地震計記
録の一貫処理プログラムの開発・更新，2014年 1 月

6 ．振動解析による建物応答の検証例

5．

システム開発，2015年 1 月

数例しか試みていないが，地震応答解析と実際の応答の比較検証に，データを用いることができる。一貫構造計算

大 野裕也：VisualBasic による強震計測記録の処理

6．

土 岐 典 弘： 広 島 工 業 大 学 講 義 棟 の 強 震 計 記 録 のソフト SuperBuild / SS7（ユニオンシステム株式会社）

VisualBasic プログラムによる解析処理法，2018年

を利用して，建物の算出データの地震力の項目から質量と1月― 142 ―

広島工業大学の講義棟 Nexus21の強震計測システムとデータ処理方法

図12

各階の加速度・速度・変位成分を 3 D 表示し，水平・上下成分の 2 D 表示で軌跡を示す

図13

振動解析の入力に用いた2016年熊本地震による講義棟 1 階の加速度波形

図14

図15

実測された2016年熊本地震による講義棟10階の加速度波形

振動解析による講義棟10階の加速度応答結果（弾塑性応答解析プログラム Answer による時刻歴応答）― 143 ―

岩井

7．
8．
9．

哲・川上善嗣今井周汰：Visual Basic による強震計測記録処理シ（ 2 ） 「波形表示」「スペクトル表示」「 3 D 表示」の ３ つステムの開発，2019年 1 月の機能を選択できるデータ処理ソフトを作成し，地松岡幸太郎・四元隆司：大学講義棟の強震計測とデー震加速度のテキスト・データとともに，実行形式のタ処理システム改良，2020年 1 月プログラムとして提供できるようにした。

谷口壮汰・山下侑生：大学講義棟の強震計測による（ 3 ） 「波形表示」
・「 3 D 表示」では加速度記録と，その時刻歴の積分処理によって計算した速度・変位を画応答表示システム，2021年 1 月

面表示できるようにした。データはテキスト形式でVB によるプログラムの基本となる大部分は田中大君のファイル出力できるようにした。

制作によるものであった。初期の段階でほとんどの機能が網羅できていたことは，非常に高く評価できる。しかし，（ 4 ） 「スペクトル表示」では，各階，各方向の加速度，これが未完であったことと，プログラムの解説が充分では速度，変位のフーリエスペクトルを真数と対数の形なかったため，その後にこの課題に興味をもって，引き継式で画面表示し，テキストで出力できるようにした。

いで臨んだけれども，プログラムの複雑さに大変苦労した

また応答スペクトルも表示できるようにした。
（ 5 ） 2016年熊本地震による講義棟 1 階の加速度を入力に学生も多い。
プログラミングそのものを経験したことがない者も多用いて，振動解析による建物応答の検証を試みた。

い。VB とプログラミングの学習で，初心者にはカタカナ入力レベルが小さいため，弾性応答と見られるが，のコンピュータ用語，文法，変数の型，などで混乱も多建物応答が実測値と解析値で概ね対応することを示

く，おそらくハードルは高かったと思われる。Fortran やした。

Basic 言語を，かつて利用していた著者にとっても，オブ謝

ジェクト指向型の Windows プログラミングは不慣れだった。テキストは，いろいろある中でも川口（2010，2012）の本が参考になった。

辞（一財）地域地盤環境研究所（地盤研究財団）の赤澤隆士氏には計測機器設置の計画案の段階から，ハード・ソフ

卒業研究は前年度からの引き継ぎで，内容を理解し，新トの整備，ならびに更新に到るまで，観測当初から終始変しい機能を付け加える作業は困難をきわめた。またプログわらず多大な協力と示唆を戴きました。また岩井研究室のラムというものは，正常に動いて初めて成果となるので，多くの学生諸氏には，卒業研究課題として，10年近くの長どれだけ努力を重ねても，作業の労力と時間に，結果が比い間これに関わって戴きました。各人の努力に感謝致しま

例しない恨みもある。残念なことに目に見える具体的な進す。なお一連の研究の報告先として，学会誌よりも，大学展のなさに，卒業研究の成果としては不満を感じた諸氏もの紀要の方がもっともふさわしいと思い，ここに投稿する少なくなかったように思われる。

ことにしました。本報告は，上記学生諸氏への返礼の意味

今回，データ処理システムとして，ある程度の完成をみて，まとまった形で実行形式のプログラムとして提供するでも有意義と認識しました。関わった皆様方に，厚く御礼申し上げます。

ことができる状況となった。まだ完成されたものでないと文しても，多くは利用可能な形になっている。本来の研究としては，これを道具に使って，新しい知見へと進めるべき1．

であったが，システムの開発と整備に予想外に手間取ってしまったことが若干悔やまれる。

献大崎順彦：新・地震動のスペクトル解析入門，鹿島出版会，（1994）pp. 133-138.

2．

鎌 田 輝 男：K-NET / KiK-net 観 測 波 形 解 析

ハードもソフトも 5 年経てば環境が変わる。OS が変わWAVEANA4.2（2016/07/28バ ー ジ ョ ン ア ッ プ ）れば，更新していく必要性に迫られることが常にある。意http://www5b.biglobe.ne.jp/~t-kamada/CBuilder/

欲のある方々には修正が可能なように，プログラムコードも提供している。なお，関連のハードとソフトは川上が維

waveana.htm
3． 川 口輝久 :「かんたんプログラミング Visual Basic 基持管理している。

礎編」，技術評論社，（2012）328p.
4． 川 口輝久・河野勉 :「かんたんプログラミング Visual

8 ．まとめBasic コントロール編」，技術評論社，（2010）400p.

広島工業大学の講義棟 Nexus21に設置した強震計測システムとデータ処理方法をまとめた。得られた主な成果は，

5．

国土交通省・気象庁 : 震度データベース検索
http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html

6． 野 邑悠真・山根佑太：構造計算ソフトを用いた 大学講義

以下の通りである。
（ 1 ） 本学での10年間の有感地震の取得状況を一覧にした。
― 144 ―

棟の地震応答解析，広島工業大学卒業論文，（2020）62p.