www.dragino.com

ＬｏＲａＷＡＮエアークオリティセンサ LＡＱ4 日本語マニュアルDocument Version: 1.0
Image Version: v1.0

VersionDescription

Date

1.0

Release2021-Mar-5

1.0-JP

和訳

2021-Mar-25

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

1 / 40www.dragino.com

1.

イントロダクション ................................................................................................................................................ 4

1.1

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4 とは？.......................................................................................4

1.2

仕様 .............................................................................................................................................................................5

1.3

特徴 .............................................................................................................................................................................6

1.4

アプリケーション .....................................................................................................................................................6

1.5

デバイス構造 ...........................................................................................................................................................6

1.6

ハードウェア変更ログ ..........................................................................................................................................6

2.

LAQ4 の使い方? ................................................................................................................................................. 8

2.1

LAQ4 のアクティベイト方法? .............................................................................................................................8

2.2

どのように動作するか？ .....................................................................................................................................8

2.3

LoRaWAN ネットワークサーバー(OTAA)接続クイックガイド ...............................................................9

2.3.1

ネットワーク構成.........................................................................................................................................9

2.3.2

LAQ4 を TTN V3 へ接続 ......................................................................................................................9

2.3.3

TTN V3 から TagoIO へ連携 ............................................................................................................ 15

2.4

2.4.1

アップリンクインターバル ..................................................................................................................... 21

2.4.2

ペイロード分析 ......................................................................................................................................... 21

2.5

3.

アップリンクデータ .............................................................................................................................................. 21

キャリブレーション............................................................................................................................................... 23

2.6

TVOC と eCO2 の人的影響 .......................................................................................................................... 24

2.7

データログ機能 .................................................................................................................................................... 25

2.7.1

Unix タイムスタンプ................................................................................................................................. 25

2.7.2

デバイスタイム設定................................................................................................................................ 252.7.3

センサ値をポーリング ........................................................................................................................... 26

2.7.4

データログアップリンクペイロード ..................................................................................................... 27

2.8

アラーム機能 ........................................................................................................................................................ 28

2.9

LED ステータス .................................................................................................................................................... 31

2.10

ボタン機能 ....................................................................................................................................................... 31

AT コマンド or LoRaWAN ダウンリンクで LAQ4 を設定.......................................................................32

3.1

一般設定コマンド ................................................................................................................................................ 32

3.2

センサ関連コマンド ............................................................................................................................................ 32

3.2.1

eCO2 アラームスレッシュホールド設定 ......................................................................................... 32

3.2.2

温度アラームスレッシュホールド設定 ............................................................................................. 32

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

2 / 40www.dragino.com

3.2.3

湿度アラームスレッシュホールド設定 ............................................................................................ 33

3.2.4

アラームインターバル設定 .................................................................................................................. 34

3.2.5

アラーム設定ポーリング ...................................................................................................................... 34

3.2.6

キャリブレーションモード設定 ............................................................................................................ 35

3.2.7

センサキャリブレーション ..................................................................................................................... 35

3.2.8

システムタイム設定 ................................................................................................................................ 35

3.2.9

タイム同期モード設定 ........................................................................................................................... 36

3.2.10

タイム同期インターバル設定 ............................................................................................................. 36

3.2.11

センサ履歴値ポーリング ...................................................................................................................... 36

4.

バッテリー情報 ..................................................................................................................................................37

5.

AT コマンド使用 ................................................................................................................................................38

5.1
6.

AT コマンドアクセス ........................................................................................................................................... 38

FAQ .......................................................................................................................................................................39

6.1

LAQ4 の周波数レンジは? ............................................................................................................................... 39

6.2

eCO2 と CO2 の違いは? .................................................................................................................................. 39

6.3

周波数プランとは? .............................................................................................................................................. 39

6.4

ファームウェアのアップデート方法は? ....................................................................................................... 39

7.

注文情報 .............................................................................................................................................................40

8.

梱包情報 .............................................................................................................................................................40

9.

サポート ...............................................................................................................................................................40

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

3 / 40www.dragino.com

1.
1.1

Introduction
What is LAQ4 LoRaWAN Air Quality Sensor

Dragino LAQ4 は、IoT システムのための LoRaWAN 対応エアークオリティセンサです。 周囲の空気環境パラメータを測定できるように設計されています。 TVOC(Total Volatile Organic
Compound)、eCO2(equivalent CO2)、温度、湿度を測定して LoRaWAN 無線プロトコルを介して
LoRaWAN ネットワークサーバーにアップロードします。
IAQ(Indoor Air Quality)は、室内での活動や人間の生活にとってとても重要な要素です。 VOC（揮発性有機化合物）は、特定の固体や液体から気体として放出されて室内の空気環境を悪化させる原因となっています。 LAQ4 は、IAQ 測定のためのトレンドを提供し、他の TVOC センサ
ーと同様に TVOC と eCO2 により正確に測定できます。
LAQ4 は、温度と湿度アラーム機能をサポートしており、ユーザーは即座にアラームを通知することができます。 LAQ4 は、データログ機能をサポートしており、ユーザーは LoRaWAN ダウンリ
ンクコマンドからセンサーデータを取得することができます。
各 LAQ4 には、LoRaWAN ネットワーク登録用のユニークなデバイスキーがあらかじめ用意されており、これらユニークなデバイスキーを LoRaWAN ネットワークサーバーに登録するとアクティ
ベーションをして自動接続されます。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

4 / 40www.dragino.com

1.2

仕様
共通 DC 特性:


電源供給: built in 4000mAh Li-SOCI2 battery

適用温度: -40 ～ +85°C

TVOC センサ:


0 ppb ～ 29206 ppb. （範囲外の値はクリップされます)

温度・湿度補正eCO2 センサ:

400 ppm ～ 32768 ppm. (範囲外の値はクリップされます)

注記！：eCO2（Equivalent Calculated Carbon-Dioxide）は、実際の CO2 とは異なるものです。eCO2 は TVOC の値で計算されます。


温度・湿度補正

温度センサ:


範囲: -40 ～ + 80°C



精度: Typ ±0.3 @ 0-90 °C



解像度: 0.01°C



ロングタームシフト: Typ <0.02 °C/yr

相対湿度センサ:

範囲: 0 ～ 99.9% RH



精度: ± 3%RH ( 0 ~ 100%RH)



解像度: 0.04% RH

ロングタームシフト: <0.25 %RH/yr

LoRa 仕様:

周波数範囲,Band 1 (HF): 862 ～ 1020 Mhz



168 dB 最大リンクバジェット.



高センシティビティ: down to -148 dBm.



防弾フロントエンド: IIP3 = -12.5 dBm.



優れたブロッキング性能

127 dB ダイナミックレンジ RSSI.



LoRaWAN 1.0.3 Specification

電力消費:


ディープスリープモード / IDLE Mode: 9uA

サンプリングモード: 11.8mA @ 2s for every 60 seconds.



LoRaWAN 転送モード: 125mA.

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

5 / 40www.dragino.com

バッテリー寿命 e:1.3

7 ~ 10 ヶ月間.

特徴

LoRaWAN v1.0.3 Class Aウルトラ低電源消費

TVOC・eCO2・温度・湿度モニター



温度 & 湿度アラーム



帯域: CN470/EU433/KR920/US915
EU868/AS923/AU915/IN865

1.4



ATコマンドによるパラメータ変更

タイミングの自動調整とリモートでデータ取得



周期的アップリングまたはインタラプト



ダウンリンクで設定変更

アプリケーション

ホーム＆ビルディングオートメーション

インダストリアルモニタリング＆コントロールl

1.5

デバイス構造

1.6

ハードウェア変更ログ

LAQ4 v1.0:

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

6 / 40www.dragino.com

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

7 / 40www.dragino.com

LAQ4 の使い方?
1.7 LAQ4 のアクティベイション方法?
LAQ4 は、2 つの動作モードがあります：


ディープスリープモード: LAQ4 は LoRaWAN 起動はありません。これは、超低消費電力モードです。バッテリーを節約するために保管や出荷時に使用されます。

ワーキングモード: このモードでは、LAQ4 は LoRaWAN センサーとして動作し、LoRaWAN
ネットワークに参加してセンサーデータを IoT サーバーに送信します。各サンプリング/tx/rx の間、LAQ4 は IDLE モードになり、IDLE モードでは LAQ4 はディープスリープモードと同じ消費電力となります。

LAQ4 はデフォルトではディープスリープモードに設定されていますが、アクティベートボタンでモードを切り替えることができます：
ACT（Activation）

機能

アクション

ACT ボタンを 1 秒

アップリンクス

LAQ4 がすでに LoRaWAN ネットワークに Join している場～3 秒の間で押す

テータステスト合、LAQ4 はアップリンクパケットを送信します。

ACT ボタンを 3 秒

デバイスの有緑色 LED が 5 回高速点滅すると、デバイスは動作モード

以上長押しする

効化に入り、LoRaWAN ネットワークへの Join を開始します。

で動作

ネットワークへの Join に成功すると、緑色 LED が 5 秒間点灯します。
4 秒間に 3 回、キャリブレーシ

青色 LED が 5 秒間点灯します。そして、LAQ4 がキャリ

ACT ボタンを素早

ョンの開始

ブレーション処理を開始します。デバイスを静かな環境

く押すに置き 30 分ほどお待ちください。

5 秒間に 5 回、デバイスの無赤色 LED が 5 秒間点灯します。これは LAQ4 がディープ

ACT を素早く押す

効化

スリープモードに入っていることを意味します。

1.8

どのように動作するか？

LAQ4 は、LoRaWAN Class A エンドノード（OTAA）として動作します。各 LAQ4 は、世界的にユニークな OTAA キーと ABP キーをセットにして出荷されます。 ユーザーは、OTAA キーまたは
ABP キーを LoRaWAN ネットワークサーバーに入力して登録する必要があります。 その後、
LAQ4 を起動すると、LAQ4 は LoRaWAN ネットワークに Join し、空気品質データの送信を開始します。各アップリンクのデフォルトの期間は 20 分です。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

8 / 40www.dragino.com

1.9

LoRaWAN ネットワークサーバー (OTAA)接続クイックガイド

1.9.1

ネットワーク構成

下図は、LAQ4 の典型的な LoRaWAN ネットワーク構成例です。この構成では：


DLOS8： LoRaWAN ゲートウェイとして使用します。LAQ4 からパケットを受け取り、
LoRaWAN ネットワークサーバーに渡します。



TTN The Things Stack V3： LoRaWAN ネットワークサーバとして使用します。TTN は、
LAQ4 の登録を処理し、その値をアプリケーションサーバーに届けます。



TagoIO： センサデータの見える化機能での LAQ4 のデータを処理するためのアプリケーションサーバーとして利用します。



注記！：上記のゲートウェイやサーバーの代わりに他の部品を使用することも可能です。

DLOS8 はすでに TTN V3 に接続されているとします。あとは、LAQ4 を TTN に登録するだけです。
＊TTN The Things Stack V3 欧州向けサイト↓
https://eu1.cloud.thethings.network/oauth/login

1.9.2

LAQ4 を TTN V3 に接続

ステップ 1: LAQ4 の OTAA キーを使って、TTN V3 でデバイスを作成します。
各 LAQ4 には、以下のようなデフォルトのデバイス EUI が書かれたシールが貼られています。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

9 / 40www.dragino.com

これらのキーを LoRaWAN ネットワークサーバーのポータル管理画面で入力します。以下は TTN
V3 のスクリーンショットです。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

10 / 40

www.dragino.com

1. アプリケーションメニューにエンドデバイスを追加

2. デバイスプロファイルを設定

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

11 / 40

www.dragino.com

3.

基本設定で APP EUI と Dev EUI を入力

4. ネットワーク層の周波数帯を選択

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

12 / 40

www.dragino.com

5. Join 設定で APP Key を追加

ステップ 2: ペイロードフォーマッタを修正
アップリンク用:Java Script を選択し、このリンクからダウンロードして TTN デコーダーを貼り付けます：↓
http://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=LoRa_End_Node/LAQ4/Decoder/＊下記のエリアになります。.

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

13 / 40

www.dragino.com

ダウンリンク用:ステップ 3: アクティベートボタンを押して LAQ4 を起動させます。.
ステップ 4: LAQ4 は DLOS8 がカバーするエリア内にあれば、LoRaWAN を経由して TTN ネット
ワークへの Join を開始します。Join に成功した後、LAQ4 は、LoRaWAN ネットワークサーバーに
エアークオリティのセンサデータのアップリンクを開始します。アップリンクに成功した TTN コンソールのキャプチャー画面を以下に示します。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

14 / 40

www.dragino.com

1.9.3

TTN V3 から TagoIO へ連携

TTN V3 は、LAQ4 の登録やデバイス管理を行う LoRaWAN ネットワークサーバーです。TTN V3
で表示されるセンサデータは、解析には不向きです。 そこで TTN V3 をアプリケーションサーバ
に接続して、LAQ4 が収集したセンサーデータをわかりやすく表示する必要があります。ここでは TagoIO というアプリケーションサービスを例に説明します。
＊TagoIO アプリケーションサービスサイト↓
https://TagoIO/

ステップ 1: 上記の TagoIO にアクセスしてアカウントを登録します。
ステップ 2: デバイスを作成し、コネクタの選択で「Custom The Things Network」を選択します。

Step 3: LAQ4 のデバイス名と Dev EUI を入力し、「Create my Device」をクリックします。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

15 / 40

www.dragino.com

Step 4: オーソライゼーションの生成します。

Step 5: ここに任意の名前を入れて、認証を生成します。

Step 6: このオーソライゼ―ション情報をコピーして、TTN V3 に入れる必要があります。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

16 / 40

www.dragino.com

Step 7: TTN V3 ポータルに戻り、Application --> Integration --> Webhooks 追加をクリックします。

Step 8: Webhook テンプレートの選択で TagoIO を選択します。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

17 / 40

www.dragino.com

Step9: TagＩＯから Authorization Key を Webhook に入れます。
Webhook の ID は任意の ID で構いません。

Webhook を作成した後、TagIO と TTN V3 の間にデバイスのリンクを作成しました。デバイスがペイロードを送信すると、TagoIO でアップデートを確認することができます。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

18 / 40

www.dragino.com

Step 10: TagoIO でダッシュボードを作成し、LAQ4 のセンサデータ値の読み取りをよりわかりや
すく表示します。

Step 11: Add Widget

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

19 / 40

www.dragino.com

ウィジェットの設定で、先ほど作成したデバイスを選択します。デバイスが TTN V3 からアップリ
ンク・ペイロードを受け取ると、TTN V3 に正しいデコーダが置かれます。TTN V3 で正しいデコー
ダを使用すると、TTN V3 は TagoIO に変数フィールドを送信します。TagoIO では、ユーザーはドロップリストから変数を選択し、チャート設定を保存することができます。

下のグラフは設定後の結果です。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

20 / 40

www.dragino.com

1.10

アップリンクデータ

1.10.1 アップリンクインターバル
デフォルトでは、LAQ4 は 20 分ごとにセンサーデータをアップリンクします。この間隔は、AT コ
マンドまたは LoRaWAN Downlink コマンドで変更できます。下記のリンクを参照してください：↓
http://wiki.dragino.com/index.php?title=End_Device_AT_Commands_and_Downlink_Commands#Change_Uplink_Interval

注記！：アップリンクの間隔を変更しますと LAQ4 のバッテリー寿命に影響します。

1.10.2 ペイロード分析
LAQ4 は、ノーマルアップリンクの場合、下記のペイロードになります。
サイズ

2

1

2

2

2

2

値（バリュ

バッテリ

アラーム

TVOC

CO2

温度

湿度

ー）

ー

フラグ

(bytes)下の図は、TTN V2 のペイロードです。.

バッテリー：
バッテリー量をチェックします。
例 1: 0x0B45 = 2885mV
例 2: 0x0B49 = 2889mV

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

21 / 40

www.dragino.com

TVOC：
具体例:
例 1: 0x0001 = 1ppb
例 2: 0x0007 = 7ppb
注記！TVOC=0,の場合は、LAQ4 がキャリブレーション中であることを意味します。

eCO2:
具体例:
Ex1: 0x0190 = 400ppm
Ex2: 0x01be = 446ppm
注記！eCO2=0 の場合は、LAQ4 がキャリブレーション中であることを意味します。

温度:
具体例:
ペイロードが 0105H の場合：(0105 & FC00 == 0), 温度 = 0105H /10 = 26.1 度
ペイロードが FF3FH の場合：(FF3F & FC00 == 1) , 温度 = (FF3FH - 65536)/10 = -19.3 度

湿度:
具体例
ペイロード:0x(0197)=412 の場合, 値 412 / 10=41.2, つまり 41.2%です。

アラームフラグ& MOD:具体例:
If payload & 0x01 = 0x01

 これはアラームメッセージが含まれている事を意味します。

If payload & 0x01 = 0x00

 これは通常のアップリンクメッセージで、アラームはありません。

If payload >> 2 = 0x01  MOD=1 の場合、 これはサンプリングアップリンクメッセージです。
If payload >> 2 = 0x31  MOD=31 の場合、このメッセージは LoRaWAN サーバーによるポーリングに対する応
答メッセージで、このメッセージにはアラーム設定が含まれています。詳細はこちらのリンク link を参照してください。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

22 / 40

www.dragino.com

1.11

キャリブレーション

他の VOC センサーと同様に、より良い精度の測定値を得るためには、LAQ4 をキャリブレーションする必要があります。 LAQ4 はベースライン値を用いて相対的な TVOC と eCO2 を算出します。キャリブレーション中、LAQ4
は自動ベースライン補正を行い、最適なベースラインを得て、次の読み取りでの TVOC と eCO2 の計算に使用します。

最適なベースラインを得るためには、澄んだ空気/新鮮な空気でのキャリブレーションが非常に重要です。汚染された空気中でキャリブレーションを行った場合、TVOC および eCO2 の測定値は、新鮮で澄んだ空気中のベースラインでの測定値よりも小さくなります。

センサーには様々な物理的パラメータがあるため、TVOC と eCO2 の測定値はセンサーごとに異なります。しかし、同じ環境下であれば、測定値の傾向は一致します。

初めて LAQ4 をお使いになる場合は、空気の澄んだ場所に置き、起動ボタンを 3 回押してキャリブレーションを開始してください。LAQ4 は最良のベースラインを得るために約 30 分必要です。

LAQ4 には 2 つのキャリブレーションモードがあります：
自動キャリブレーションモード: デバイスは毎日、過去 24 時間の最高の空気環境に合わせて自動調整されます。汚染された空気の中に 24 時間以上いると、汚染された基準線で校正されてしまい、大きな誤差が生じます。オフィスや家庭での使用に適しています。クールチェーン、温室、倉庫などの狭い空間では使用できません。

手動キャリブレーションモード: デフォルトモードでは、ユーザーはアクティベートボタンを使用して手動でデバイスを較正する必要があります。クールチェーン、温室、倉庫などの狭い空間での使用に適しています。

自動キャリブレーションモードと手動キャリブレーションモードの消費電力は同じです。

LAQ4 はデフォルトでは手動キャリブレーションモードに設定されていますが、このモードでは以下のことが推奨されます。毎月、最適な測定値を得るために、LAQ4 を空気の澄んだ場所や新鮮な場所に置いて、手動でキャ
リブレーションすることをお勧めします。長期間キャリブレーションを行わなかった場合、測定値は徐々に上昇しますが、傾向は変わりません。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

23 / 40

www.dragino.com

1.12

TVOC と eCO2 の人的影響

センサ目安値と人的影響の相関関係です。
ＣＯ２＝二酸化炭素(ppm)

人的影響

<500

通常ノーマル500-1000

少し不快1000-2500

疲れる

2500-5000

不健康

TVOC 濃度 (ppb)

人的影響

<50

通常ノーマル50-750不安になる、不快になる

750-6000

抑うつ状態、頭痛>6000

頭痛などの神経系トラブル

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

24 / 40

www.dragino.com

1.13

データログ機能

LAQ4 は、データログ機能をサポートしています。 ユーザーは、LoRaWAN ダウンリンクコマンドを送信して、デバイスに保存されているセンサー値を取得することができます。 この機能を使用するには、LAQ4 に正しい UTC 時間を設定する必要があります。 センサーの値を取得したい
場合は、The Things Network などの IoT プラットフォームからポーリングコマンドを送信し、必要なタイムスロットでセンサーに値を送信するように依頼することができます。

1.13.1 Unix タイムスタンプ
LAQ4 は、Unix のタイムスタンプフォーマットをベースにしています。

ユーザーは下記リンクからこの時間を得ることができます：↓
https://www.epochconverter.com/ :以下はコンバータの例です。

そこで、AT+TIMESTAMP=1611889405 またはダウンリンク 3060137afd00 を使用して、現在の時刻 2021 - Jan -- 29 Friday 03:03:25 を設定します。

1.13.2 デバイスタイム設定
デバイスの時刻を設定するには、2 つの方法があります：
1.

LoRaWAN MAC コマンド(デフォルト設定)

MAC コマンドによる時刻同期を有効にするには、SYNCMOD=1 を設定する必要があります。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

25 / 40

www.dragino.com

LAQ4 が LoRaWAN ネットワークに Join すると、MAC コマンド(DeviceTimeReq)を送信し、サーバ
ーは(DeviceTimeAns)を返信して現在の時刻を LAQ4 に送信します。LAQ4 が、サーバーからの時刻取得に失敗した場合、LAQ4 は内部時刻を使用し次の時刻要求を待ちます（AT+SYNCTDC で時刻要求期間を設定、デフォルトは 10 日）。
注記！：この MAC コマンド機能をサポートするには、LoRaWAN サーバーが LoRaWAN
v1.0.3(MAC v1.0.3)以上をサポートしている必要があり、Chirpstack、TTN V3、loriot はサポートしていますが、TTN V2 はサポートしていません。サーバーがこのコマンドをサポートしていない場
合、このコマンドを使用したアップリンクパケットをスルーしてしまうため、SYNCMOD=1 の場合、ユーザーは TTN V2 のタイムリクエストでパケットを失うことになります。
2.

手動タイム設定

手動で設定する場合は、SYNCMOD=0 に設定する必要があります。そうしないと、ユーザーが設定した時間は、ネットワークサーバーが設定した時間で上書きされます。

1.13.3 センサ値のポーリング
ユーザーは、サーバーからのタイムスタンプに基づいて、センサーの値をポーリングすることができます。以下はダウンリンクコマンドです。
1byte

4bytes4bytes1byte

31

タイムスタンプ開始

タイムスタンプ終了

アップリング間隔

タイムスタンプ開始時刻とタイムスタンプ終了時刻は、上記のように Unix タイムスタンプ形式を使用します。デバイスは、この期間中に記録されたすべてのデータを返信します（アップリンク間隔を使用）。
例えば、ダウンリンクコマンド 31 5FC5F350 5FC6 0160 05
2020/12/1 07:40:00 から 2020/12/1 08:40:00 までのデータを確認します。
Uplink Internal =5s，つまり LAQ4 は、5 秒ごとに 1 パケットを送信します。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

26 / 40

www.dragino.com

1.13.4 データログアップリンクペイロード
アップリンクに呼応するデータログ・ポーリングアップリンクは以下のペイロード・フォーマットを使用します。.

受信データのペイロード
サイズ

2

1

CO2

＊Polling

22

4(bytes)
バリュー値

温度

湿度

message flag &Unix タイムス
タンプ

Ext

↓
*Polling message flag & Ext
ビット(bit)

7

[6:2]

1

0

バリュー値

Polling message

Mod

Reserve

Alarm Bit

flag
Polling Message Flag: 1: このメッセージはポールメッセージの返信です。
モードは、Working Mode, reserve です。
ポーリングメッセージフラグが 1 に設定されています。



1 回のデータ入力は 11 バイトですが、通信時間とバッテリーを節約するため、デバイスは
現在の DR と周波数帯に応じて最大バイトを送信します。
例えば、US915 バンドでは、異なる DR の最大ペイロードは：
a) DR0: 最大で 11 バイトなので、1 エントリー分のデータb) DR1: 最大 53 バイトなので、デバイスは 4 エントリデータアップロード（合計 44 バイト）c) DR2: 合計ペイロードには、11 エントリのデータが含まれます。
d) DR3: 合計ペイロードには 22 エントリのデータが含まれます。
もし、ポーリング時間内にデバイスがデータを持っていなければ デバイスは 0 の 11 バイトをアップリンクします。
事例:8019500 21/3/23 09:26:10 1 3370 sht_temp=23.52 sht_hum=38.4 tvoc=0 co2=400 alarm:false
8019510 21/3/23 09:36:13 1 3368 sht_temp=23.48 sht_hum=39.4 tvoc=2 co2=418 alarm:false
8019520 21/3/23 09:45:28 1 3370 sht_temp=23.35 sht_hum=41.2 tvoc=12 co2=483 alarm:false
8019530 21/3/23 09:45:51 1 3361 sht_temp=23.39 sht_hum=40.1 tvoc=12 co2=483 alarm:false
8019540 21/3/23 09:53:28 1 3359 sht_temp=23.32 sht_hum=39.5 tvoc=4 co2=428 alarm:true8019550 21/3/23 09:53:41 1 3361 sht_temp=23.35 sht_hum=43.1 tvoc=4 co2=428 alarm:false
8019560 21/3/23 09:53:49 1 3364 sht_temp=23.35 sht_hum=45.4 tvoc=4 co2=428 alarm:false
8019570 21/3/23 09:53:59 1 3359 sht_temp=23.36 sht_hum=47.0 tvoc=0 co2=400 alarm:false

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

27 / 40

www.dragino.com

もし、ユーザーが以下のダウンリンクコマンドを送信した場合、3160065F9760066DA705
開始時刻 6059B428 = 時刻 21/3/23 09:26:00
停止時刻 6059BAB8 = 時刻 21/3/23 09:54:00

900184093001806059B432A20184092C018A6059B68DE30184091F019C6059B8B8E301840923
01916059B8CFAC0185091C018B6059BA98AC0184091F01AF6059BAA5AC0184091F01C6605
9BAAD900184092001D66059BAB7
最初の11バイトは、最初のエントリのためのものです:
900184093001806059B432
Co2=0x0190=400
poll message flag & mode & alarm flag =0x84,means reply data,mode=1,alarm=false
Temp=0x0930/100=22.00
Hum=0x0180/10=32.6
Unix time is 0x6059B432=1616491560s=21/3/23 09:26:00

1.14

アラーム機能注記！：アラーム機能を使用すると、バッテリーの寿命が短くなります！

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

28 / 40

www.dragino.com

アラーム機能を搭載した LAQ4 のワークフローです。

AT+CO2、AT+ATEMP、AT+HUM コマンドを使用して、アラームの下限値や上限値を設定することができます。 デバイスは 1 分ごとに CO2、温度、湿度をチェックし、温度が下限値よりも低い
場合、または上限値よりも高い場合、LAQ4 はサーバーにアラームパケットを送信します。
LAQ4 は、確認されたアップリンクモードに基づいて、サーバーにアラームパケットを送信します。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

29 / 40

www.dragino.com

下記キャプチャ画面はアラームパケットの例です（TTN v2 の場合）

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ430 / 40

www.dragino.com

1.15

LED ステータス

LAQ4 は、3 色の LED が搭載されており、ステージの違いを簡単に見分けることができます。
ユーザーがサイドボタンを押している間、LED は下記のように動作します。
↓
LED status with ACT button.
ノーマル動作モード：
各アップリンク時、LED が点滅します: 青色 LED: キャリブレーションが完了すると、青色 LED が 1 回点滅します。
 赤色 LED: キャリブレーション中の場合は、赤色ＬED が 1 回点滅します。



ダウンリンクが成功するたびに、紫色 LED が 1 回点滅します。

1.16

ボタン機能

サイドボタンは、異なるステータスに切り替えるために使用され、詳細はこのリンクを参照してください。
↓
ACT button Function

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

31 / 40

www.dragino.com

2.

AT コマンド or LoRaWAN ダウンリンクで LAQ4 設定

LAQ4 は、LoRaWAN ダウンリンクコマンドや AT コマンドによる設定に対応しています。
異なるプラットフォームのためのダウンリンクコマンドインストラクション：↓

http://wiki.dragino.com/index.php?title=Main_Page#Use_Note_for_Server

AT コマンドアクセスインストラクション:↓
LINK

コマンドには 2 つの種類があります。一般的なものと、このモデル特別なものです。

2.1

一般設定コマンドこれらのコマンドは設定を行うためのものです：
 アップリンクの間隔など、一般的なシステム設定を行います。
 LoRaWAN プロトコルと無線関連コマンド
これらのコマンドは、wiki に掲載されています：↓
http://wiki.dragino.com/index.php?title=End_Device_AT_Commands_and_Downlink_Commands

2.2

センサ関連コマンド

2.2.1 eCO2 アラームスレッシュホールド設定
 AT コマンド:
AT+ CO2=min,max // min =0 or > 400, max =0 or < 64000 の場合
 min=0、max≠0 のとき、max より大きい場合アラームが鳴ります。
 min≠0、max＝0 のとき、min より低い場合アラームが鳴ります。
 min≠0、max≠0 のとき、max より高い場合あるいは。min より低い場合アラームが
鳴ります。
具体例:
AT+ CO2=0,3000 // CO2 が 3000ppm 以上になるとアラームが鳴ります。
 Downlink ペイロード:
0x(10 01 00 00 01 F4):// AT+ CO2=0,500（注記！：下限値（未設定）の場合、第 3 バイトと第 4 バイトは 0x0000、第 5 バイトと第6 バイトは 0x01F4 です。最大上限設定：500 を超えるとアラームが鳴ります）

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

32 / 40

www.dragino.com

2.2.2

温度アラームスレッシュホールド設定

 AT コマンド:
AT+SHTEMP=min,max//最小値＝0 または＞-40、最大値＝0 または＜125 の場合



min=0、max≠0 のとき、max より大きい時アラームが鳴ります。

min≠0、max＝0 のとき、min より低い時アラームが鳴ります。

min≠0、max≠0 のとき、max より高い時 min より低い時にアラームが鳴ります。

具体例:
AT+ATEMP=0,30// 温度が 30℃以上になるとアラームが鳴ります。

AT+ATEMP=-20,0 // 温度が-20℃以下になるとアラームが鳴ります。
 Downlink ペイロード:
0x(10 02 00 1E)://Set AT+ATEMP=0,30(注記！：第 3 バイト＝0x00 は下限値（未設定）、第 4 バイト＝0x1E は上限値：30 です)
0x(10 02 EC 00)://Set AT+ATEMP=-20,0(注記！：-20 の Hex コードは EC です。下の Windows 電卓を参照ください)

2.2.3

湿度アラームスレッシュホールド設定

 AT コマンド:
AT+HUM=min,max // min =0 または> 0、max =0 または< 100 の場合


min=0、max≠0 のとき、max より大きい時アラームが鳴ります。

min≠0、max＝0 のとき、min よりも低い時アラームが鳴ります。

min≠0、max≠0 のとき、max より高い時、または min より低い時アラームがなります。

具体例:
AT+HUM=70,0// 湿度が 70％以下になるとアラームが鳴ります。

 Downlink ペイロード:
0x(10 03 46 00)://Set AT+SHTHUM=70,0(注記！：第 3 バイト＝0x46 が下限（70％）、第 4 バイト＝0x00 が上限（非設定）)

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

33 / 40

www.dragino.com

2.2.4

アラームインターバル設定

2 つのアラームパケットの最短時間(単位：分) の設定です。
 AT コマンド:
AT+ATDC=5 // 2 つのアラームパケットの最短間隔は 5 分であり、アラームパケットがアップリンクされた場合、次の 5 分間に次のアラームパケットが来ることはありません。
 Downlink ペイロード:
0x(11 00 05)

2.2.5---> AT+ATDC=0x 00 05 = 5 分に設定します。

アラーム設定のポーリング

LoRaWAN のダウンリンクコマンドを送信し、デバイスにアラーム設定の送信を依頼できます。
 Downlink ペイロード:

0x12 01
TTN V2 の画面キャプチャーです。

説明内容：


Alarm & MOD bit が 0x7C, 0x7C >> 2 = 0x31: このメッセージがアラーム設定メッセージであることを意味します。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

34 / 40

www.dragino.com

2.2.6

キャリブレーションモード設定

 AT コマンド:
AT+CALMOD=1// 手動キャリブレーションモードに設定

AT+CALMOD=2// 自動キャリブレーションモードに設定

 Downlink ペイロード:
0x(0B 01)---> 手動キャリブレーションモードに設定.

0x(0B 02)---> 自動キャリブレーションモードに設定

2.2.7

センサをキャリブレーション

エアセンサーを手動でキャリブレーションします。このコマンドを使用する際は、デバイスを新鮮な空気の環境に置いてください。
 AT コマンド:
AT+CLRBSLI// ベースラインをクリアし、エアセンサーを再キャリブレーションします。

 Downlink ペイロード：
0x(13 01)2.2.8---> AT+CLRBSLI と同じ内容です。

システムタイムを設定

特徴 システム時刻の設定は、unix 形式です。
↓
See here for formmat detail.
AT コマンド:
コマンド例

機能

AT+TIMESTAMP=1611104352

OK
Set System time to 2021-01-20 00:59:12

Downlink コマンド:
0x306007806000// タイムスタンプを 0x(6007806000)に設定、AT+TIMESTAMP=1611104352と同じ内容です。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

35 / 40

www.dragino.com

2.2.9

タイム同期モード設定

機能： LoRaWAN MAC コマンド（DeviceTimeReq）によるシステム時刻の同期を有効／無効にします。 このコマンドに応答するには、LoRaWAN サーバーが v1.0.3 プロトコルをサポートしている必要があります。
SYNCMOD はデフォルトで 1 に設定されています。LoRaWAN サーバーと異なる時間を設定したい場合は、0 に設定する必要があります。

AT コマンド:
コマンド例
AT+SYNCMOD=1

機能
Enable Sync system time via LoRaWAN MAC Command(DeviceTimeReq)

Downlink コマンド:
0x28 01 // AT+SYNCMOD=1 と同じ内容になります。
0x28 00 // AT+SYNCMOD=0 と同じ内容になります。

2.2.10 タイム同期インターバル設定
特徴：システム時刻の同期間隔を定義します。SYNCTDC のデフォルト値：10 日となります。
AT コマンド
コマンド例

機能

AT+SYNCTDC=0x0A

Set SYNCTDC to 10 (0x0A), so the sync time is 10 days.

Downlink コマンド
0x29 0A // AT+SYNCTDC=0x0A と同じ内容になります。

2.2.11 センサ履歴値をポーリング
下記をご参照ください。
↓
Poll Data

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

36 / 40

www.dragino.com

バッテリー情報
LAQ4 は、ER18505 電池（3.6v）を使用しています。 電池が切れた場合、ユーザーは交換
用に ER18505 電池を購入し交換することができます。それは異なるローカルサプライヤーから入手可能です。

LAQ4 の電池寿命は、通常約 7~10 ヶ月ですが、電池寿命にはいくつかのパラメータの設定により影響します。詳細については、こちらの消費レポートをご覧ください：↓
http://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=LoRa_End_Node/Battery_Analyze/

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

37 / 40

www.dragino.com

3.
3.1

AT コマンド使用
AT コマンドアクセス

ユーザーの皆様は、市販の USB-TTL アダプタを使用して LAQ4 に接続し、AT コマンドを使用してデバイスを設定することができます。 下記に手順を説明します。

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

38 / 40

www.dragino.com

4.

FAQ

4.1

LAQ4 の周波数帯域幅は？

LAQ4 バージョンは、各国によって対応する周波数帯が異なります。以下は各モデルの動作周波数と推奨バンドの表です：
Version

LoRa IC

Working Frequency

Best Tune

Recommend Bands

Frequency
433

SX1278

Band2(LF): 410 ~525 Mhz

433Mhz

CN470/EU433

868

SX1276

Band1(HF):862~1020 Mhz

868MhzEU868/IN865/RU864

915

SX1276

Band1(HF):862 ~1020 Mhz

915MhzAS923/AU915/
KR920/US915

4.2

eCO2 と CO2 の違いはなんですか?

eCO2（Equivalent Calculated Carbon-Dioxide）は、実際の CO2 センサとは異なるものです。
eCO2 は、TVOC の値で計算されます。 TVOC とは、Total Volatile Organic Compounds（総揮発性有機化合物）の略で、CO2 以外にも多くのガスで構成されています。 そのため、TVOC で計算された eCO2 は、実際の CO2 レベルを代表するものではありません。 実際の CO2 レベルのみを測定するには、単一の CO2 センサーが必要となります。

4.3

周波数プランとは？

下記の Dragino End Node Frequency Plan の詳細ページをご参照ください：↓
http://wiki.dragino.com/index.php?title=End_Device_Frequency_Band

4.4

ファームウェアアップデートの方法は？

ユーザーの皆様は、1）バグフィックス、2）新機能のリリース、3）周波数プランの変更のために、ファームウェアをアップグレードすることができます。アップグレード方法については、こちらをご覧ください。
↓
http://wiki.dragino.com/index.php?title=Firmware_Upgrade_Instruction_for_STM32_base_products#Hardware_Upgrade_Method_Support_List

ファームウェアソースと変更ログはこちらから…
↓
http://www.dragino.com/downloads/index.php?dir=LoRa_End_Node/LAQ4/Firmware/

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

39 / 40

www.dragino.com

5.

注文情報
商品番号: LAQ4-XXX
XXX: 周波数帯域を示します。

6.

AS923: LoRaWAN AS923 band（日本市場向け）



AU915: LoRaWAN AU915 bandEU433: LoRaWAN EU433 bandEU868: LoRaWAN EU868 bandKR920: LoRaWAN KR920 bandUS915: LoRaWAN US915 bandIN865: LoRaWAN IN865 bandCN470: LoRaWAN CN470 band

KZ865: LoRaWAN KZ865 band

梱包情報
下記の商品内容が含まれます：
 LoRaWAN エアクオリティセンサ LAQ4 本体 x 1 個

寸法と重量:
 デバイスサイズ: 110 x 70 x 30 mm
 デバイス重量: 130g
 Package Size: 140 x 75 x 55 mm
 Package Weight: 190g

7.

サポート



あなたの質問がすでにウィキで回答されているかどうかを確認してください。wiki.



サポートは、月曜日から金曜日の 09:00 から 18:00 GMT + 8 まで提供されます。 タイムゾー
ンが異なるため、ライブサポートを提供できません。 ただし、あなたの質問は前述のスケジ
ュールでできるだけ早く回答されます。.



お問い合わせに関して可能な限り多くの情報を提供し（製品モデル、問題を正確に説明し、問題を再現する手順など）、E メールで送信して下さい。

support@dragino.com

LoRaWAN エアークオリティセンサ LAQ4

40 / 40