信頼性の高い有害化学物質分析データを提供するために
平成２６年７月１１日（大阪）、１８日(東京）
FAMIC有害物質等分析調査統括チーム
原 弘幸

CALF No.1

本日の講演内容
FAMICについて試験データの信頼性保証
ISO/IEC 17025 設備の管理
有害化学物質試験法の適用性検証とSOP作成
麦中のかび毒（トリコテセン類）試験
試料の取扱い内部品質管理アクリルアミド試験法

CALF No.2

FAMICについて

3

CALF No. 3

FAMIC:農林水産消費安全技術センター 沿革
農林水産省所管の3つの独立行政法人を統合
肥飼料検査所
農薬検査所
農林水産消費技術センター

平成19年4月設立

Food and Agricultural Materials Inspection Center

農林水産消費安全技術センター
FAMIC

http://www.famic.go.jp/

札幌センター（札幌市）
仙台センター（仙台市）
さいたま本部（さいたま市）
横浜事務所（横浜市）

農薬検査部（東京都小平市）
名古屋センター（名古屋市）
神戸センター（神戸市）
福岡センター（福岡市）

CALF No.4FAMICの行動理念

CALF No.5

法令に基づく検査と政策に基づく調査
FAMICの多岐にわたる分析試験分野
肥料の安全性と品質の確保
飼料等の安全性確保と品質改善
農薬登録制度上の安全性、品質の確保
ペットフードの安全性の確保
食品表示の適正化
加工食品のJAS規格関係検査
農林水産省が行う食品安全に関するリスク管理への協力

DNA
無機元素

農薬

微生物
一般
成分

安定同位体比

添加物

汚染物質

自然毒

CALF No.6

分析試験の信頼性確保の取り組み
品質保証部門を設置し、基準文書の作成、運営各部門で検査・分析業務の管理を規定
機器、施設、試薬等の管理を規定
分析試験は手順書、作業書に基づいて実施
基準文書 例）
食品等に関する分析試験業務管理規程
飼料等試験業務の信頼性の確保に関する規程
全部門共通マニュアル
管理指針類
各部門管理実施マニュアル・手順書
分析試験標準作業書類
CALF No.7

有害物質等分析調査統括チーム
本部(さいたま市）、神戸センターに設置（25年4月）
ISO/IEC 17025認定試験所の試験実施部門(本部）農林水産省のリスク管理に協力
H3C

OHOH3COHOOOOOOH H

CH3OHOH O
H

DON

CH3OH

NIV

「GC-MSによるDON、NIV等の定量試験」
JAB：RTL03860

C LF
FAMIC
Central Analytical Laboratory of FAMIC

CALF No.8

試験データの信頼性を保証する
有害物質等分析調査統括チームの具体的な取り組み
客観的な評価指標

CALF No.9

CALF No. 9

試験データの品質保証の必要性
行政にかかわる分析機関
FAMICの提供する試験データが最終的に規制措置の根拠として用いられる可能性がある
国際的なリスク評価や基準値の検討が行われる場合には、試験データを国際機関に提出することがある

国際的に妥当であると認められるには・・

CALF No.10

食品の輸出入規制にかかわる試験所の能力評価に関するガイドライン （翻訳：農林水産省）
CAC/GL 27
GUIDELINES FOR THE
ASSESSMENT OF THE COMPETENCE OF TESTING LABORATORIESINVOLVED IN THE IMPORT AND EXPORT CONTROL OF FOOD
CAC/GL 27-1997

食品の輸出入規制にかかわる試験所では、以下の質規準が採用されているべきである。
①

ISO/IEC Guide 17025:1999「試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項」に定められた試験所のための一般規準の遵守②「（化学）分析試験所の技能試験に関する国際的なハーモナイズドプロトコー
ル」 Pure & Appl. Chem. 78 (2006) 145-196 に定められた要求事項に適合する食品分析の適切な技能試験プログラムへの参加
CALF No.11

食品の輸出入規制にかかわる試験所の能力評価に関するガイドライン （翻訳：農林水産省）③ コーデックス委員会が定めた原則に従って妥当性確認された分析法が使用可
能な場合は、その分析法を使用④「化学分析試験所の内部質管理に関するハーモナイズドガイドライン」
Pure & Appl. Chem. 67 (1995) 649-666 に記載されているような内部質管理の手順の使用以上を評価する機関は試験所認定に関する一般規準に適合すべき(ISO/IEC Guide 58:1999)

ガイドラインへのFAMICの対応① ISO/IEC 17025:2005

かび毒試験での認定取得② 技能試験

ISO/IEC 17043適合ＰＴプログラムに参加③ 妥当な試験法

妥当性の確認された分析法の採用④ 内部質管理

適切な内部品質管理の実施

ISO/IEC 17011:2004に適合した認定機関から認定を受ける
CALF No.12

ISO/IEC 17025の技術的要求
信頼性の保証のための７つの要件＋品質保証

5.6
測定のトレーサビリティ

5.3
施設及び環境条件

5.7
サンプリング

5.4
試験方法及び妥当性確認

5.8
試験品目の取扱い

5.5
設備

5.9
品質の保証

技能試験
内部品質管理妥当性確認・不確かさ

5.2
要員

CALF No.13

測定のトレーサビリティ
・設備の管理ISO/IEC 17025認定試験関係について

CALF No. 14

トレーサビリティ体系図
産業技術総合研究所 国家計量標準○○株式会社
校正サービス部○○社キャリブレー
ションセンターJCSS校正証明書

JCSS校正証明書

ISO Guide 31,ISO Guide 35,
Eurachem/CITAG Guides

番号 1193-xxxxxx

試薬メーカー
分析証明書

電子天びんA

電子天びんB

標準溶液

型番：ME○○○
最小表示 0.01 mg
機器番号：401001

型番：AX○○○
最小表示 10 mg
機器番号：403031

・DON，3-Ac-DON,
・15-AcDON，NIV(in acetonitrile)

検量線用
標準溶液計量試験品目計量試験用標準品番号

B301xxxCALF No.15

天秤
使用日ごと職員が管理分銅（実用分銅）で日常点検。
FAMICで保有する参照標準で実用分銅を値付け。
JCSS校正は毎年1回。
清掃の励行

CALF No.16

ガラス体積計
使用する器具すべてについて、容量がJIS R3505：1994のCLASS-A許容誤差内にあることを確認。
許容誤差内に入らないものは返品・交換、廃棄。
ホールピペットは、標準的な使い方を規定。

CALF No.17

JIS R3505 実体積の測定

V20≒W + V n (Z – 1) 常温・大気圧で試験を行うときの近似式
Z:1
ρA
ρW -ρA × 1- ρB× 1-3γ（ｔ -20)

V20：20℃での実体積(ml)ρW：ｔ ℃の水の密度(g/㎤）
W ：容器内の水の重量(g)ρA：周囲の空気密度(g/㎤）
Vn：体積計の表す体積
ρB：校正分銅の密度(g/㎤）
t ：測定に用いた水の温度（℃） γ：体積計の線膨張係数（℃-1）

校正された天秤を使用
精製水を室温にして使用

CALF No.18

ピストン式ピペット
定期点検またはメーカー校正は年２回以上。
系統誤差と偶然誤差で管理。
①系統誤差試験（可変容量）※

V －Vs ×100
es(%)＝
V0
V＝10回の排出容量の平均値
Vs＝設定容量
V0＝最大設定容量
基準：1000 µlでは±0.8%以内②偶然誤差※※試験方法は、JIS K0970:2013に規定される方法で実施

10回測定の相対標準偏差
基準：1000 µlでは±0.3%以内
CALF No.19

分析用標準品の受入検査標準品溶液（メーカーの分析証明書付き）で購入。
現在使用している標準品調製液と同じ手順で希釈した新しく納品された標準調製液をGC-MS、LC-MS/MSで打ち比べをする。
管理基準は、
８５～１１５％

実濃度→1.000 mg/Lに換算した場合の内標準とのレスポンス比（6回測定の平均値）
DON

従前
新規ロット

3-Ac-DON

15-Ac-DON

NIV

4-Ac-NIV

Rpre/Cpre
Rnew/Cnew
β/α18.38817.92797.5%

16.43816.10398.0%

41.50942.615102.7%

19.48519.598100.6%

21.068 … α
20.219 … β
96.0%

判定○○○○○CALF No.20

有害化学物質の分析法の適用性検証とSOP作成
分析法の妥当性確認

CALF No.21

CALF No. 21

有害化学物質の分析体制の確立
農林水産省が行う食品安全に関するリスク管理への協力
優先度の高い有害化学物質について標準分析手順書の整備
手順①国際規格、地域規格、国家規格、主要貿易対象国が採用している試験方法等を候補。
②試験対象となる食品群と試験法に求める性能要件の検討。
・選択性、真度、精度（併行、室内）、検出限界、定量下限・上限等③詳細な操作手順等を定め、手順書案にまとめる④手順書案をもとに単一試験室でのバリデーションを実施
・Harmonized Guideline for single-laboratory Validation oｆ Method of Analysis (IUPAC 2002)
等を参考⑤必要に応じてコラボレーション試験で妥当性確認の実施。

十分に検証されており、確実に分析できる分析法であること

CALF No.22

試験法の妥当性評価
試験法の妥当性評価は、その目的によって評価方法を検討。
例えば） 低い濃度が見込まれる
対象濃度範囲が非常に広い
一定の基準値に対しての適否を知りたい
妥当性評価はその目的に沿っているかを実証するプロセス※単一試験室バリデーションは、試験法の評価でもあり、試験所の評価でもある。
その試験法を用いたとき、これくらいの濃度範囲内で、これくらいの精度で、不確かさで分析することができるという客観的な証拠です。
CALF No.23

妥当性を評価するパラメータ
単一試験室での妥当性評価において確認する試験法の性能パラメータ選択性② 真度③ 精度（併行精度、室内精度）④ 検出限界、定量下限、定量上限（範囲）⑤ 検量線の直線性⑥ 不確かさ⑦ 堅牢性①

参考文書：HARMONIZED GUIDELINES FOR SINGLE LABORATORY VALIDATIONOF METHODS OF ANALYSISPure Appl. Chem.,Vol. 74, No. 5, pp. 835–855, 2002.
CALF No.24

選択性
1.

対象とする食品群でのブランク試験溶液を調製して、クロマトグラムを得る。

2.

定量下限付近の濃度に調製した標準品溶液測定し、クロマトグラム上でピークを確認。

3.

妨害無く測定できることを確認。

4.

妨害がある場合には、分離度Rsが1.5以上であることを確認。

tR1、tR2：各ピークの保持時間
W0.5h1、W0.5h2 ：各ピークの半値幅
W1、W2：各ピークの幅
CALF No.25

真度の評価基準
回収率の許容範囲（真度の目標値）
濃度µg/kg(ppb)
1000

AOAC

Guidelines※

Codex Alimentarius“PROCEDURALMANUAL” 22nd ed.
(2014)

75 – 120%

100
1070 – 125%

1

厚生労働省
食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥
当性評価ガイドライン

80 – 110%

70 – 120%

80 - 110%

70 – 120%

65 - 115%

70 – 120%

40 - 120%

70 – 120%※AOAC Guidelines for Single Laboratory Validation of Chemical Methods
for Dietary Supplements and Botanicals（2002）
CALF No.26

精度の評価基準
室間再現精度:reproducibility
Horwitz式
σ＝0.02C0.8495

RSDR(%)＝2Ｃ-0.1505

C：質量分率（1ppmなら10-6、1ppbなら10-9）を含む濃度平均値２式の関係の参照 McClure,F,D and Lee,J-k, Computation of HORRAT Values.J.AOAC Int.,Vol.86,No.5,10561058,(2003)

Horwitz式の修正式（Thompson 式*）
σ＝0.01C0.5

RSDR(%)＝C-0.5

σ＝0.02C0.8495

RSDR(%)＝2C-0.1505（1.2×10-7≦C≦0.138）

σ＝0.22C

RSDR(%)＝22（C＞0.138）（C＜1.2×10-7）＊Thompson, M.: Recent trends in inter-laboratory precision at ppb and sub-ppb concentrations in relation to fitness for purpose
criteria in proficiency testing, Analyst, 125, 385 ̶ 386（2000）.

CALF No.27

精度の評価基準（室間再現精度、併行再現精度）
濃度µg/kg

Horwitz式

Thompson式

×0.66※（ppb）

×0.66※０

厚生労働省
ガイドライン
室内精度 併行精度

RSDR

RSDｒ

RSDR

RSDｒ

1000(1ppm)

16%

10%

16%

10%

15%

10%

100

22%

15%

22%

15%

20%

15%

10

32%

21%

22%

15%

30%

25%

1

44%

30%

22%

15%

35%

30%

0.1

63%

42%

22%

15%

※ 併行再現精度（repeatability）の換算 RSDr＝RSDR×0.66

CODEX STAN 193-1995: CODEX GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEEDSAMPLING PLAN FOR TOTAL AFLATOXINS IN PEANUTS INTENDED FOR FURTHER PROCESSING INTRODUCTION
CALF No.28

真度、精度の評価方法
標準添加回収試験を繰り返し実施
定量下限付近とその10倍以上の濃度、必要に応じてさらに高い濃度で各２併行を日を変えて５回以上行う
原則としてマトリックス(食品群）ごとに実施。
これらの結果から、真度、精度を評価する
１回目
食品群 １

低濃度
高濃度

食品群 ２

低濃度
高濃度

食品群 ３
…
…

２回目

３回目

４回目

５回目

真度＝平均値
併行精度 σr ＝グループ内の分散の平方根（各回の母平均の標準偏差 ＝ σd ）室内精度＝ √（σr2＋σd2）

食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン
食安発第1115001号（H19.11.15）より
CALF No.29

範囲（検量線と直線性）
定量下限から必要と思われる上限濃度まで、6点以上検量点をたてて直線性を確認する。
相関 R2＝0.995以上が確保できる範囲で設定。
濃度範囲が広い場合には、２レベル以上で確認。
検量線と直線性について最低６点以上の濃度で作成する標準試料の濃度は、検量線を作成しようとする濃度範囲において等間隔に設定する。
測定で想定される濃度に対し、0-150％又は50-150％の濃度範囲を含める各濃度の標準試料について、最低2回以上、可能であれば3回以上の繰り返し分析を、ランダムな順番で行う。
HARMONIZED GUIDELINES FOR SINGLE LABORATORY VALIDATION OF METHODS OF ANALYSISPure Appl. Chem.,Vol. 74, No. 5, pp. 835–855, 2002.

CALF No.30

検出限界
定量下限付近濃度の調製液（マトリックス入り）を自由度が20以上となるよう連続分析。
試料中濃度に換算した後、その標準偏差に3.29を乗じて求める。
（IUPAC、ISO）
ここまでは試験法の評価。
日常試験法としての運用は？
MS検出器では、限界値は変動することが少なくないことから、一定の値をLODに設定、実際には、それ以下であることを定期的に確認するよう運用→ 一定の値：検出器の変動の上限がカバーできる範囲でもう一つの理由：試験報告で、毎回、限界値が異なるのはどうか？

CALF No.31

定量下限
定量下限付近濃度の調製液（マトリックス入り）を自由度が20以上となるよう連続分析。
試料中濃度に換算した後、その標準偏差に10を乗じて求める。
LOQ＝ STDEV(A1：A21）＊10

定量下限も計算で求めた標準偏差の10倍以上を確保し、適切に管理できる濃度を設定。
LOD

Xb

Xd

LOQ

Xq

濃度

CALF No.32

不確かさ
食品分析は操作が多い＝変動要因が多い。
最後まで（機器分析まで）終わらないと判断できない工程がある。
抽出効率は？
精製効果やロスは？
トップダウンで,妥当性評価のデータも利用し、繰り返し分析の室内再現標準偏差から不確かさを求める
技量の要素が高い要因は不確かさを確認しておく・ピペッティング
・ガラス体積計での定容・機器分析の変動など
注）サンプリングを行っていないためサンプリングの不確かさは取扱わない。

CALF No.33

25年度の有害化学物質分析法の取組状況
アフラトキシン（B1,B2,G1,G2）（玄米、落花生）
飼料分析基準 LC-MS/MS及びHPLC-FLD
ゼアラレノン（とうもろこし加工品）
飼料分析基準 LC-MS/MS
フザリウムかび毒（DON,NIV等及びT-2,HT-2,ゼアラレノン）（玄米）食品総合研究所開発法 LC-MS/MS
Cd、総As、Pb、Hg（玄米）EN15763：2009法 ICP-MS
アクリルアミド（ポテトスナック、ビスケット）
実態調査法 GC-MS

CALF No.34

26年度以降に取組む有害化学物質
マスクドマイコトキシン
存在が報告されているが、含有実態データが不足。まずは、麦類のDONの配糖体（Deoxynivalenol 3-glucoside）を対象に分析能力を構築

貝毒
下痢性貝毒（オカダ酸、ジノフィシストキシン）の分析法については、国際的に機器分析へ移行する方向。現段階では、国内で対応できる機関が少ないことからFAMICとしても分析能力を構築

ピロリジジンアルカロイド類
植物に含まれるアルカロイドで肝毒性を持つ。国際的なリスク評価機関（JECFA）における優先評価の対象。我が国の食品中の実態を調査するための分析法について、まずはコンフリー等を用いて検討を開始

形態別ヒ素
無機ヒ素で毒性が高いことが知られる。第8回コーデックス委員会汚染物質部会は、精米中の無機ヒ素の最大基準値案 0.2 mg/kgを最終採択するよう総会に勧告することに合意
CALF No.35

麦中のかび毒（トリコテセン類）試験
試料の取扱い小麦・大麦

CALF No.36

CALF No. 36

試料の取扱い
受領したサンプルは直ちに情報、性状確認
採取地、重量、到着時の外観（写真記録）、異物など識別（調査番号を採番、表示）して直ちに調製、もしくは一時冷蔵、冷凍保管

赤かび病が発生した小麦罹病麦粒の偏在が想定される

農林水産省ウェブサイトより

CALF No.37

試料の均質化
試料は送付された全量（１kg以上）を粉砕粉砕した全量を30回以上激しく振とうし良く混合する。
CALF No.38

混合確認試験
粉砕した小麦を食紅で着色。
ポリ袋に入れ、空隙をつくって激しく振る。
規定した３０回の振とうで全体が均質に混合されたことを視認。
この他、管理試料を同様に調製し、分析して均一性を確認。

CALF No.39

麦中のかび毒（トリコテセン類）試験
内部品質管理Harmonized Guidelines for Internal Quality Control
in Analytical Chemistry Laboratories

CALF No.40

CALF No. 40

管理試料とブランクの作成
認証標準物質（certified reference material，CRM）
高コストなので日常の管理には使用できない
外部技能試験に参加できない場合などの管理用に使用管理試料（house reference material，HRM ）目的の分析対象が検出されなかった試料、または、検出されたものの低濃度であった試料を用いて、標準試薬を既知濃度添加した試料（粉砕した麦）同じ分析方法で測定した自然汚染試料をHRMとするのは好ましくない
ある程度まとまった量を作成し、よく混合して冷凍保管

ブランク試料
かび毒が検出限界未満であった試料。あらかじめかび毒を含まないことを確認した同じ食品群、または近似した性質の食品群。用意できなければ、ブランク試料を使用しない。

小麦（粉砕したもの） → 小麦粉 → でんぷん
CALF No.41

分析ランの設定同時に行う分析（分析ラン）では、試料の１／２以上を二重分析＋管理試料＋ブランク
例えば、８件の試料を同時に分析するときには以下に設定

試料 ８点
二重試験試料 無作為４点（併行許容差を確認）
管理試料とブランク 各１点（適切な操作、試験中の汚染の確認）

計 １４分析を行う
CALF No.42

目標値の設定と管理試料での試験評価
目標値① 以前の経験値を考慮し、繰り返し試験を行い得られた管理試料の分析値の平均値（x）② 繰り返し試験で得られた標準偏差（s）
評価
分析ランごとに行う管理試料の分析値（xi）からＺ-scoreを求める。
2S ｘ 2S

Ｚ＝（ｘi－ｘ）／s
管理基準 -2≧Z≧2 （95%） かつ 0.7≧xa／ｘ≧1.1
内部品質管理での管理試料の測定結果例
２ 管理試料の測定結果
管理試料採取量(g)

25.00
ｘｓ

付与量
(μg/g)

測定値(μg/g）

回収率（％）

ｚスコア

1 DON

79.8

7.00.10412

0.09406

90.3

1.5

2 3-Ac-DON

95.0

7.7

0.102220.09782

95.7

3 15-Ac-DON

87.6

9.3

0.09992

0.07517

4 NIV

79.0

5.90.10002

5 4-Ac-NIV

91.2

6.70.09961

分析種

評価
否0.1

適適75.2-1.3

適否0.08673

86.7

1.3

適否

0.09947

99.9

1.3

適否否

CALF No.43

試験結果の傾向を把握
分析ランごとに行う管理試料の測定結果を管理図で把握
小麦（Z-score）
2.5
2
1.5
10.5
0-0.5
-1-1.5-2-2.5

7/10 7/22 7/22 7/23 7/24 8/2

8/6 8/29 8/30 9/2

9/3

9/5

9/9 9/12 9/20 9/24 10/30 10/30 10/30 11/29 12/9

CALF No.44

併行許容差二重試験の結果を評価
基準：室間標準偏差から併行標準偏差を推定し、二重試験の差がそれ以内にあること

併行許容差＝ 2.8σ×0.66
2.8： 1.96（95%信頼区間のk）×√20.66： 室間標準偏差から室内標準偏差を推定する係数
室間標準偏差σ ＝ 0.02C0.8495／mr （Horwitzの近似式）
C：２重試験の平均値
mr：質量比（1ppmであれば 10-6）C≦0.12ppmの場合は必要に応じて、 σ ＝ 0.22 でも評価

CALF No.45

併行許容差 判定例
例1）

試料A ①
②

0.14 （mg/kg）
0.12

σ＝0.02×（（（0.14 ×10-6 +0.12 ×10-6 ）/2））0.8495／10-6 ＝ 0.02827
併行許容差＝2.8×0.02827×0.66 = 0.052
判定 0.14－0.12＝0.02
0.02＜0.052 ○（適合）＝2.8＊（0.02＊（average（B1:B2）＊1e-6）＾0.8495／1e-6）＊0.66
例2）

試料B ①
②

0.037 （mg/kg）
0.027

σ＝0.22×（0.037+0.027）/2＝0.00704
併行許容差＝2.8×0.00704×0.66 = 0.013
判定 0.037－0.027＝0.010

0.010 ＜0.013 ○（適合）＝2.8＊（0.22＊（average（C1:C2 ）＊0.66）
CALF No.46

アクリルアミド試験法

OCH247CH C NH2CALF No. 47

アクリルアミドについて
食品中のアクリルアミドについて
2002年4月：スウェーデン食品庁、ストックホルム大学が高温調理した馬鈴薯や穀物加工品に含まれることを発表
食品中のアスパラギンと還元糖が高温の調理によるアミノカルボニル反応で生成するのが主要な生成経路と考えられるが、その他にも複数の生成経路が報告されている
農林水産省が、これまで実態調査やウェブサイトでの情報提供を実施。
また、農林水産省は2013年に食品事業者を対象としたアクリルアミド低減のための指針を公表。
化学的特徴
きわめて水溶性が高い。UV、蛍光等での検出は困難。
溶解度 204g／100ml（水、25℃）、log Pow＝-0.67※参考：ショ糖 211.5g／100ml（水、20℃） 、log Pow＝-3.67
CALF No.48

アクリルアミド試験法（抽出）粉砕試料 ３ｇ ブレンダーカップへ採取
アクリルアミド-d3 1 µgの濃度で添加
ヘキサン 20 ml
水 100 ml
ブレンダーで磨砕 1min
全量を三角フラスコに移し振とう抽出 10 min

抽出液水層 約50 ml を遠心管に採取
遠心分離 ポテトスナック 3000×g
ビスケット

2000×g

吸引ろ過（ガラス繊維濾紙）、必要に応じて予備ろ過※（JIS 5A)

ろ液
CALF No.49

アクリルアミド試験法（注意）生いもから作られたポテトチップなどは、アルファー化でんぷんが溶け出すためか、抽出液がのりを溶かしたような性状にろ過が非常に困難だが、次の操作で固相抽出操作があるため、できるだけ固形分を除去したい
このため、一度、粗大沈殿用ろ紙（5A)で予備ろ過した後、ガラス繊維ろ紙で再度ろ過することにしたのり状の高粘度液体でも簡単にろ過できるフィルター、方法を模索中

CALF No.50

アクリルアミド試験法（精製）ろ液 40ml
固相抽出 ODS（360mg）＋活性炭（400mg）

活性炭（400mg）
窒素ガス 通気乾燥

通過液ODS（360mg）

メタノール 5mlで溶出

溶出液（10ml試験管）

活性炭（400mg）

10%ジエチレングリコール・メタノール溶液 0.1ml
40℃以下、窒素吹きつけにより溶媒を除去
メタノール1mlに溶解

メタノール溶液
CALF No.51

アクリルアミド試験法（誘導体化）
メタノール溶液
0.3mol/L塩酸メタノール 0.1ml
10%キサントヒドロールメタノール溶液 0.1ml
ボルテックスミキサーでかくはん
誘導体化反応 40℃、２hr
40℃以下、窒素吹きつけにより溶媒を除去
酢酸エチル 2ml、水 5ml、塩化ナトリウム 2g
振とう抽出 5min

酢酸エチル層

水層

GC-MS 試験溶液
CALF No.52

GC-MS SIMクロマトグラム
アクリルアミド誘導体m/z 251

D3-アクリルアミド誘導体m/z 254

試料中濃度 100 µｇ/kg （ポテトスナック）CALF No.53

アクリルアミド試験法の性能
ポテトスナック中のアクリルアミド試験法
LOD 4µg/kg
LOQ 12µg/kg
範囲 12－2500µg/kg
直線性 R2=0.9996（12-250µg/kg)、 R2=0.9993(250-2500µg/kg)
真度 100.9%（LOQ付近）、95.3%（LOQ×10付近）
併行精度 RSDr＝2.4%（LOQ付近）
RSDr＝0.9%（LOD×１０）
室内精度 RDSi＝6.1%（LOQ付近）
RSDi＝6.5%（LOD×１０）

分析法参考：農林水産省，有害化学物質含有実態調査結果データ集（平成15～22年度）
URL：http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/survei/pdf/chem15-22.pdf
CALF No.54