LAUE-HT
単結晶方位測定システム

TECHNOLOGY
THAT DELIVERS
ACCURATERESULTS™

高処理能力型システム

LAUE-HT OVERVIEW
ここには、解決する術がある。

高処理能力型単結晶方位測定装置。ラウエ技術を用いて、数秒ほどの短時間で測定を行うことができます。強力「24時間体制」運転用の設計。簡単なメンテナンス諸機能はあなたを良好な状態に保つよう設計されており、その状態が長年続きます。
ニッケル系合金単結晶タービン・ブレードの検査に優れています。
高速測定用側面反射または背面反射カメラまたは大型サンプル用背面反射カメラの3タイプから利用可能です。

LAUE-HT STANDARD

航空宇宙用タービンブレードなどの小型部品に最適です。

LAUE-HT VERTICAL

大型の航空宇宙部品に最適です。

LAUE-HT HIGH CAPACITY
大きくて重い発電部品に最適です。

エアロスペース•発電•タービンブレード
単結晶•半導体ウェハー•インゴット•ダイヤモンド
LAUE-HTの画像 シリコン(001)

LAUE-HTの画像
タービンブレード

利用可能なラウエ測定形状
検出角
LAUE-HTは、USとUKの両方の主角度を測定することができます。
- US角：ガンマ、デルタ、アルファ、ベータ- UK角：ガンマ、デルタ、シータ、アルファ、カッパ、ロー、オメガ- R値結晶粒誤配向測定

DETECTOR

DETECTOR

X-RAY
SOURCE

X-RAY
SOURCE

DETECTORSAMPLE

X-RAY
SOURCESAMPLESAMPLE

60º SIDE-REFLECTION

90º SIDE-REFLECTION

BACK-REFLECTION- 部品配置と感度が優れている- 部品配置は低下するが感度はより向上する。

- 大型部品配置最優先型。
感度はさほど良くない。

FEATURES & OPTIONS
機能とオプション

距離用レーザーセンサー
試料と検出器の距離を測定

ビデオカメラ

測定点を確認しながら測定可能

XRDWIN 2.0 LAUE ソフトウェア

試料台

自動X、Y軸LAUE-HTシステムの中核を担うのは、強力でありながらユーザーフレンドリーなXRDWINソフトウェアです。
これには、データ収集とLAUEパターンの分析のための包括的なコントロールが含まれています。
このモジュール式ソフトウェアは、各顧客のワークフローに合わせてカスタマイズできます。

特徴- Laueパターンの手動照合用の001、011、111オーバーレイ- 編集可能なカスタムhklオーバーレイ- オーバーレイの回転のためのスペースマウス
コントロール- ラウエスポットをリアルタイムで見るためのライブ画像モード
・方位検出限界±0.1º- 利用可能なR値の計算：REL cos（R-2cos）、REL rms（R-2RMS）、DIFF cos（R-3cos）、
DIFF rms（R-3RMS）、シングルアングルcos（R-1cos）- 最も近い001参照オプションとローカル参照オプションの両方を使用したオフ方向モード- キャスティングの種類ごとにソフトウェア内で角度と配置の要件を設定するオプション- パターンの自動索引付けとコンピュータによるマッチング- プログラムの設定と設定に対する複数のユーザーレベルのアクセス制御

ジョイスティック
X,Y軸制御用TECHNOLOGY THAT DELIVERS ACCURATE RESULTS

VERTICALLARGE CAPACITY- 上下方向の引き戸- 860 mmまでの部品を測定できます- 大型タービンブレード＆パーツに推奨- 上下方向の引き戸- 大型発電ブレードおよび部品用の頑丈なX・Y・Z軸サンプル位置決めステージ- サンプル転送カート- オプション 背面反射カメラ

STANDARD- スライドドア- 500 mmまでの部品を測定可能- 小型航空宇宙用タービンブレードおよび部品に推奨

外形寸法（幅×奥行き×高さ）

2030 mm x 965 mm x 2055 mm

外形寸法（幅×奥行き×高さ）

1675 mm x 1220 mm x 3225 mm

外形寸法（幅×奥行き×高さ）

1675 mm x 1220 mm x 3225 mm

キャビネットサイズ（幅×奥行き×高さ）

1370 mm x 915 mm x 1090 mm

キャビネットサイズ（幅×奥行き×高さ）

1450 mm x 1090 mm x 1090 mm

キャビネットサイズ（幅×奥行き×高さ）

1450 mm x 1090 mm x 1090 mm

積載量25 kg

積載量

最大サンプル長500 mm

カメラオプション

背面反射

電動試料ステージ

Z軸 (上下方向) 175 mm
Y軸 (奥行き・手前方向) 200 mm

電動試料ステージ

Z軸 (上下方向) 175 mm
Y軸 (奥行き・手前方向) 200 mm

手動試料ステージ

X軸 (左右方向)

手動試料ステージ

X軸 (左右方向)

200 mm

25 kg

積載量

最大サンプル長

860 mm

最大サンプル長860 mm

カメラオプション

側面反射

カメラオプション

背面反射及び側面反射

電動試料ステージ

Z軸 (上下方向) 175 mm
Y軸 (奥行き・手前方向) 200 mm
X軸 (左右方向) 355 mm
Y軸 (奥行き・手前方向) 508 mm

200 mm

手動試料ステージ

100 kg

事務所
アメリカ
PROTO Manufacturing Inc.
12350 Universal Drive
Taylor, Michigan
48180-4070
Tel 1-734-946-0974
info@protoxrd.com

カナダ
PROTO Manufacturing Ltd.
2175 Solar CrescentOldcastle, Ontario
N0R 1L0
Tel 1-519-737-6330
protocanada@protoxrd.com

日本
プロトマニュファクチュアリング株式会社〒492-8239
愛知県稲沢市奥田中切町82
TEL : 0587-81-6531
info@protoxrd.jp

販売・サービス拠点
CHINA
EPCO Test Tech LTD
B2301 Tomson Center
188 Zhangyang Rd.
Pudong, Shanghai, 200120
Tel +86 21 38870960
sales@epco.com.cn

電源
X線管球

INDIA
Elico Marketing PVT. LTD
57, Phase-V, Near Telephone Exchange
KPHB, Kukatpally, Hyderabad
500 072
Tel +91 40 2315 3322, 2315 3388
info@elicomarketing.com

200-240V, 24 Amps, 50/60Hz, 単相
タングステン (W)X線管球用電源3000 W (60 kV / 50 mA)

形状

側面反射及び背面反射

X線照射面積制御
ソフトウェア
法令遵守

EUROPEMETLAB - PROTO EUROPE
ul. Ibn Siny Awicenny 14
Wroclaw, Poland54-611
Tel +48 (885) 200 993
protoeurope@protoxrd.com

0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 mm
デスクトップパソコン
PROTO XRDWIN 2.0 LaueANSI N43.2, CE, ASTM E82

弊社は継続的な研究開発に取り組んでいるため、この刊行物の仕様は変更されることがあります。詳細はお問い合わせください。
このパンフレットのさまざまな項目と方法は、特許または申請中の特許によって保護されています。

www.protoxrd.jp

TECHNOLOGY THAT DELIVERS ACCURATE RESULTS™