多素子電力マルチ変換器
ＴＷＰ５Ｍ・ＴＷＰ３Ｍ

仕様書

２０１９ 年 ３ 月 ２７ 日

ＴＫ－２３７５６

改 訂 履 歴日付

改訂者

2019/3/27

ＴＫ－２３７５６初版

石阪

改訂内容

承認

初版

確認

作成(1)
１．品名
ＴＷＰ５Ｍ、ＴＷＰ３Ｍ形 多素子電力マルチ変換器
２．概要・特長
本装置は、同系統５フィーダ（三相４線の場合は３フィーダ）の電圧、電流や電力量等電路の諸データを計測し、センターへ通信する機能を持つ電力マルチ変換器です。
表示部に２０文字×２列のキャラクタ表示液晶表示器を採用。一画面で同時に最大３要素の計測値を表示できます。
３．入力信号仕様
相線式

単相 2 線、三相 3 線

単相 3 線

三相 4 線

定格電圧AC110V±15％
AC220V±15％
AC440V±15％

AC110V-220V±15％

AC110/√3V±15％
AC220/√3V±15％AC440/√3V±15％

定格周波数50/60Hz±5Hz

定格電流AC5A,80A,120A,300A,500A (専用クランプ CT にて)※ 測定電圧が６００Ｖ～６６００Ｖの場合には、ＶＴをご使用ください。
４．製品構成４－１．形式ＴＷＰ①Ｍ－② ③－

④－⑤

①素子数

５：５素子
３：３素子
※ ５素子の場合、②相線式を「０：単相２線」「１：単相３線」「３：三相３線」よりご指定ください。
※ ３素子の場合、②相線式は「４：三相４線」固定となります。

②相線式

０：単相２線１：単相３線３：三相３線４：三相４線③電圧

１：１１０Ｖ(単相３線時は１１０－２２０Ｖ)
２：２２０Ｖ(単相３線時は選択不可)
４：４４０Ｖ(三相３線、三相４線※時のみ選択可能)※三相４線は開発中④電流

１：５Ａ（ＣＴＬ－１０－ＣＬＳ３５）
２： ８０Ａ（ＣＴＬ－１６－ＣＬＳ３４）
３：１２０Ａ（ＣＴＬ－１６－ＣＬＳ３４）
４：３００Ａ（ＣＴＬ－２４－ＣＬＳ１７）
５：５００Ａ（ＣＴＬ－３６－ＣＬＳ１０）※ TWP5M の場合は、５チャンネル分を指定してください。
（例：CH1～3 が１２０Ａ、CH4 及び CH5 が３００Ａの場合、「３３３４４」となります）※ TWP3M の場合は、３チャンネル分を指定してください。
（例：CH1～3 まで全て１２０Ａの場合、「３３３」となります）⑤通信出力 ２：ＲＳ－４８５（タケモトプロトコル）
M：ＲＳ－４８５（Ｍｏｄｂｕｓ）

ＴＫ－２３７５６初版

(2)４－２．マルチ電流レンジ専用クランプＣＴ（別売り）
定格電流

CT形式

適用最大電線径

5A
80A
120A

CTL-10-CLS3510φ以下

CTL-16-CLS3416φ以下

300A

CTL-24-CLS1724φ以下

500A

CTL-36-CLS10

36φ以下

４－３．専 用 Ｃ Ｔ 延 長 ケ ー ブ ル
・１．５ｍ（標準品）
・５ｍ（オプション品（別売り））
・１０ｍ（オプション品（別売り））（※ ５ｍ又は１０ｍをご指定の場合、１．５ｍは付属されません。ご注意ください。）

ＴＫ－２３７５６初版

(3)５．計測仕様
参考規格：ＪＩＳＣ１１１１（110V、220V の場合）
ＪＩＳＣ１２１６・ＪＩＳＣ１２６３の電気的特性
適用範囲（計量の誤差、始動電流、潜動、不平衡負荷の影響）
５－１．測定項目と計測範囲
①単相２線
計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電電力量
送電電力量
受電無効電力量 LAG
受電無効電力量 LEAD
送電無効電力量 LAG
送電無効電力量 LEAD
周波数単位AVkW
kvar%
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
Hz

最大デマンド電流

A

最大デマンド電力

kW

計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

ＴＫ－２３７５６初版

備考－：LEAD, 消灯：LAG－：LEAD, 消灯：LAG
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh

通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分
通信出力のみ対応
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分

5A0～5.00-0.500～0.500-0.500～0.500

0～5.000～0.500

5A0～5.00-1.000～1.000-1.000～1.000

0～5.000～1.000

110V
120A
300A
0～120.00～3000～150.0-8.000～8.000 -12.00～12.00 -30.00～30.00-8.000～8.000 -12.00～12.00 -30.00～30.00-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～300
0～8.000
0～12.00
0～30.0080A
0～80.00

220V
120A
300A
0～120.00～300
0～300.0-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～300
0～16.00
0～24.00
0～60.0080A
0～80.00500A
0～500-50.00～50.00-50.00～50.00

0～500
0～50.00500A
0～500-100.0～100.0-100.0～100.00～5000～100.0

(4)
②単相３線
計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電電力量
送電電力量
受電無効電力量 LAG
受電無効電力量 LEAD
送電無効電力量 LAG
送電無効電力量 LEAD
周波数単位AV
kW
kvar%
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000Hz

最大デマンド電流

A

最大デマンド電力

kW

計測項目
電流

ＴＫ－２３７５６初版－：LEAD, 消灯：LAG－：LEAD, 消灯：LAG
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kvarh
kvarh

通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
1,N,2 相デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分
通信出力のみ対応
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分

5A
0～5.00

電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

備考
1,N,2 相1N,2N,12 間-1.000～1.000-1.000～1.000

0～5.000～1.000110-220V
120A
300A
0～120.00～3000～150.0(1N,2N 間)
0～300.0(12 間)-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～300
0～16.00
0～24.00
0～60.0080A
0～80.00

500A
0～500

-100.0～100.0-100.0～100.00～5000～100.0

(5)

③三相３線
計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電電力量
送電電力量
受電無効電力量 LAG
受電無効電力量 LEAD
送電無効電力量 LAG
送電無効電力量 LEAD
周波数単位AVkW
kvar%
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
Hz

最大デマンド電流

A

最大デマンド電力

kW

計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

ＴＫ－２３７５６初版

備考
R,S,T 相RS,ST,TR 間－：LEAD, 消灯：LAG－：LEAD, 消灯：LAG
kWh
kWhkvarh
kvarh
kvarh
kvarh

通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
R,S,T 相デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分
通信出力のみ対応
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分

5A
0～5.00-1.000～1.000-1.000～1.000

0～5.000～1.000

5A
0～5.00-2.000～2.000-2.000～2.000

0～5.000～2.000

5A
0～5.00-4.000～4.000-4.000～4.000

0～5.000～4.000

110V
120A
300A
0～120.00～3000～150.0-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～3000～16.00
0～24.00
0～60.00
80A0～80.00

220V
120A
300A
0～120.00～3000～300.0-32.00～32.00 -48.00～48.00 -120.0～120.0-32.00～32.00 -48.00～48.00 -120.0～120.0-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～3000～32.00
0～48.00
0～120.080A
0～80.00500A
0～500-100.0～100.0-100.0～100.00～5000～100.0

500A
0～500
-200.0～200.0-200.0～200.00～99999.9x100～99999.9x100～5000～200.0

440V
120A
300A
500A
0～120.00～300
0～500
0～500.0-64.00～64.00 -96.00～96.00 -240.0～240.0 -400.0～400.0-64.00～64.00 -96.00～96.00 -240.0～240.0 -400.0～400.0-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x100～99999.9x1
0～99999.9x10
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～3000～5000～64.00
0～96.00
0～240.00～400.080A
0～80.00

(6)
③三相４線
計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
受電電力量
送電電力量
受電無効電力量 LAG
受電無効電力量 LEAD
送電無効電力量 LAG
送電無効電力量 LEAD
周波数単位AVkW
kvar%
×1，×10，×100，×1000×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
×1，×10，×100，×1000
Hz

最大デマンド電流

A

最大デマンド電力

kW

計測項目
電流

計測項目
電流

5A
0～5.00-1.000～1.000-1.000～1.000

0～5.000～1.000

5A
0～5.00

電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

計測項目
電流-2.000～2.000-2.000～2.000

0～5.000～2.000

5A
0～5.00

電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

ＴＫ－２３７５６初版－：LEAD, 消灯：LAG－：LEAD, 消灯：LAG
kWh
kWhkvarh
kvarhkvarh
kvarh

通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
通信データのみ対応
R,S,T,N 相
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分
通信出力のみ対応
デマンド時限 0･10･20･30･40･50 秒、
1･2･3･4･5･6･7･8･9･10･15･20･25･30 分

電圧
電力
無効電力
力率
受電（送電）電力量
受電（送電）無効電力量 LAG(LEAD)
周波数
最大デマンド電流
最大デマンド電力

備考
R,S,T,N 相
RS,ST,TR,RN,SN,TN 間-4.000～4.000-4.000～4.000

0～5.000～4.000110/√3V
120A
300A
0～120.00～3000～150.0(RS,ST,TR 間)
0～86.6(RN,SN,TN 間)-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-16.00～16.00 -24.00～24.00 -60.00～60.00-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～300
0～16.00
0～24.00
0～60.0080A
0～80.00220/√3V
120A
300A
0～120.00～300
0～300.0(RS,ST,TR 間)
0～173.2(RN,SN,TN 間)-32.00～32.00 -48.00～48.00 -120.0～120.0-32.00～32.00 -48.00～48.00 -120.0～120.0-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x1
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～3000～32.00
0～48.00
0～120.080A
0～80.00

500A
0～500

-100.0～100.0-100.0～100.00～5000～100.0

500A0～500-200.0～200.0-200.0～200.00～99999.9x100～99999.9x100～5000～200.0440/√3V ※開発中
120A
300A
500A
0～120.00～300
0～500
0～500.0(RS,ST,TR 間)
0～288.7(RN,SN,TN 間)-64.00～64.00 -96.00～96.00 -240.0～240.0 -400.0～400.0-64.00～64.00 -96.00～96.00 -240.0～240.0 -400.0～400.0-50.0～100.0～50.0
0～99999.9x1
0～99999.9x100～99999.9x1
0～99999.9x10
45.0～65.0
0～80.00
0～120.00～3000～5000～64.00
0～96.00
0～240.00～400.0
80A0～80.00

(7)５－２．固有誤差と許容限度
①固有誤差
計測項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
周波数
デマンド電流デマンド電力固有誤差±1%
(±5%)
±1%
±1%
±1%
±3%
±1%
±1%±1%

備考
定格に対する固有誤差( )は、N 相の場合定格に対する固有誤差定格に対する固有誤差
定格に対する固有誤差
定格に対する固有誤差
定格に対する固有誤差
定格に対する固有誤差
定格に対する固有誤差

②許容限度
計測項目

階級(級)

電力量

普通級

無効電力量

-

固有誤差
±2.0%
±2.5%
±2.5%
±2.5%
±3.0%

但し、上記誤差及び許容限度には、クランプＣＴの誤差は含まれていません。

ＴＫ－２３７５６初版

(8)③専 用 ク ラ ン プ Ｃ Ｔ の 誤 差
定格電流

CT形式

二次側電流誤差

位相誤差5A

CTL-10-CLS35

1.66mA±2%

±1°

80A

26.7mA±1%
CTL-16-CLS34

120A

±1°
40.0mA±1%300A

CTL-24-CLS1780.0mA±1%±1°500A

CTL-36-CLS10

66.7mA±1%±1°５－３．表示器
ＬＣＤ２０文字，２行
表示項目
電流
電圧
電力
無効電力
力率
電力量
無効電力量
周波数
デマンド電流デマンド電力

＊１＊２
＊３
＊４

表示桁数
3又4桁
4桁
4桁
4桁
4桁
6桁
6桁
3桁
3又4桁
4桁

備

考-表示付き、×1・×10・×100・×1000 乗率 表示 *1-表示付き、×1・×10・×100・×1000 乗率表示 *2-表示付き *2
×1・×10・×100・×1000・×10000 乗率表示(6 桁表示) *3
×1・×10・×100・×1000・×10000 乗率表示(6 桁表示) *4
小数点以下 1 桁
×1・×10・×100・×1000 乗率 表示

電力逆潮流の場合“－”表示します。
無効電力（力率）が Lead の場合“－”表示します。
負荷側方向の電力のみを積算します。
遅れ方向の無効電力のみを積算します。

５－４．表示灯
本表示灯は、機器の動作等状態表示を行います。
①ＰＯＷＥＲランプ
緑色ＬＥＤ 電源表示灯②ＥＲＲランプ
赤色ＬＥＤ 装置異常表示灯③ＲＤ・ＳＤランプ
緑色ＬＥＤ 通信動作表示灯④ＣＨランプ
緑色ＬＥＤ 計測ＣＨ表示灯

５－５．押し釦スイッチ
本スイッチは、計測データや設定データの表示項目の選択や設定値の変更及び登録を行います。
①ＭＯＤＥスイッチ設定を行う時や、電力量の積算確認に使用します。
②▲スイッチ
表示項目や設定値の変更に使用します。
③▼スイッチ
表示項目や設定値の変更に使用します。
④ＳＥＴスイッチ設定を行う時に使用します。
⑤ＣＨスイッチ
表示または設定中のＣＨ番号を切り替えます。

ＴＫ－２３７５６初版

(9)５－６．入力レンジ設定
定格電流と電圧は、下記の値から選択できます。
①定格電流値（5A 仕様のみ変更可能）
5.00[A]
10.00[A]15.00[A]20.00[A]25.00[A]30.0[A]
40.0[A]
50.0[A]
60.0[A]
75.0[A]
80.0[A]
100.0[A]120.0[A]150.0[A]200.0[A]250.0[A]
300[A]
400[A]
500[A]
600[A]
750[A]
800[A]
1000[A]
1200[A]②定格電圧値

1500[A]
2000[A]
2500[A]
3000[A]
4000[A]
4500[A]
5000[A]
6000[A]
7500[A]
8000[A]-③電力（無効電力）及び電力（無効電力）量表示
ＶＴとＣＴ比にて自動レンジ表示となります。
６．通信仕様計測データを下記の仕様にて出力します。
６－１．インターフェイス①タケモトプロトコル
インターフェイス
通信速度
同期方式
通信制御方式
使用コード
データ形式

終端抵抗

RS－485 準拠
1200，2400，4800，9600，19200bps
調歩同期方式 (非同期式)
ポーリングセレクション方式 (半二重モード)
ＡＳＣＩＩ
スタートビット
1 ビット
データ
7／8 ビット
パリティビット
無／偶数／奇数
ストップビット
1／2 ビット100Ω (端子部結線で挿入可能)②Ｍｏｄｂｕｓ
インターフェイス
通信速度
同期方式
通信制御方式
伝送モード
データ形式

終端抵抗

ＴＫ－２３７５６初版

RS－485（Ｍｏｄｂｕｓ）準拠
1200，2400，4800，9600，19200bps
調歩同期方式 (非同期式)
ポーリングセレクション方式 (半二重モード)
ＲＴＵ
スタートビット
1 ビット
データ
8 ビット
パリティビット
無／偶数／奇数
ストップビット
1／2 ビット100Ω (端子部結線で挿入可能)

110.0[V]220.0[V]440.0[V]3300[V]
6600[V]

(10)６－２．局番号（アドレス）①タケモトプロトコル
２桁又は４桁を設定可能です。
２桁の場合、００Ｈ～Ｆ５Ｈまでの値で設定します。
４桁の場合は、Ａ０００Ｈ～ＦＦＦ５Ｈまでの値で設定します。
局番号の最下位桁は、０または５のみ設定可能です。
機器１台につき、設定した局番号から連続して５局分(TWP3M の場合は３局分)の局番号が割り当てられます。各チャンネルに一つの局番号が割り当てられますので、チャンネル毎に通信を行ってください。
例１：００Ｈに設定した場合の各チャンネルの局番号
CH1：００Ｈ、CH2：０１Ｈ、CH3：０２Ｈ、CH4：０３Ｈ、CH5：０４Ｈ
例２：Ｆ５Ｈに設定した場合の各チャンネルの局番号
CH1：Ｆ５Ｈ、CH2：Ｆ６Ｈ、CH3：Ｆ７Ｈ、CH4：Ｆ８Ｈ、CH5：Ｆ９Ｈ
データは、ＡＳＣＩＩコードとします。
（局番は本体パネル面操作にて設定します。
）②Ｍｏｄｂｕｓ
局番号（アドレス）は２桁固定です。
０１Ｈ～ＦＢＨまでの値を設定します。
局番号の最下位桁は、１または６またはＢが設定可能です。
機器１台につき、設定した局番号から連続して５局分(TWP3M の場合は３局分)の局番号が割り当てられますので、チャンネル毎に通信を行ってください。
例１：０１Ｈに設定した場合の各チャンネルの局番号
CH1：０１Ｈ、CH2：０２Ｈ、CH3：０３Ｈ、CH4：０４Ｈ、CH5：０５Ｈ
例２：ＦＢＨに設定した場合の各チャンネルの局番号
CH1：ＦＢＨ、CH2：ＦＣＨ、CH3：ＦＤＨ、CH4：ＦＥＨ、CH5：ＦＦＨ
データは、バイナリコードとします。
（局番は本体パネル面操作にて設定します。）

６－３．通信プロトコル
下記の通信仕様書をご参照ください。
① タケモトプロトコル

文書番号 TK-17020② Ｍｏｄｂｕｓ

文書番号 TK-17066

ＴＫ－２３７５６初版

(11)
７．一般仕様７－１．適用測定カテゴリⅢ（建造物設備） 使用グループⅡ（厳しい環境から保護された場所使用）
汚染度１
使用回路電圧(COMMON MODE VOLTAGE)
AC110V 定格時:150V(max.)
AC220V 定格時:300V(max.)
AC440V 定格時:500V(max.)
７－２．連続過負荷
定格電流値の１２０％（２４時間）

定格電圧値の１２０％（２４時間）

７－３．瞬時過負荷
定格電圧の２倍 （１秒間の過負荷を１０秒間隔で１０回）
定格電流の１０倍 （１秒間の過負荷を３００秒間隔で５回）
７－４．使用温湿度範囲－１０℃～５０℃／３０～８５％ＲＨ
７－５．補助電源
ＡＣ８５Ｖ～２６４Ｖ（５０／６０Ｈｚ）
ＤＣ８５Ｖ～１４３Ｖ
７－６．消費電力
電圧測定側
電流測定側
電源側

０．１ＶＡ以下 (各相共)０．５ＶＡ以下 (各相共)
５ＶＡ以下

７－７．絶縁抵抗
ＤＣ５００Ｖメガーにて１００ＭΩ以上
電圧入力端子又は通信端子一括と補助電源端子間
電圧入力端子一括と通信端子一括間
電気回路端子一括とアース端子間
但し、ＣＴ入力端子は、実施しません。
７－８．電圧試験
上記項目に対しＡＣ２２１０Ｖ ５秒間に耐えます。
但し、ＣＴ入力端子は、実施しません。
７－９．雷インパルス
電圧波形 １．２／５０μs 全波電圧 ±５ｋＶ
電気回路一括とアース端子間
但し、ＣＴ端子は、実施しません。
７－１０．衝撃
取付け面を含む互いに直角な３軸を選び、大きさ４９０ｍ／Ｓ２の衝撃を各正逆方向に各３回、合計１８回加えて試験
７－１１．振動振動数１６．７Ｈｚ，振動変位振幅ピークピーク値４㎜の振動を、取付け面を含む互いに直角な３軸方向にそれぞれ１時間，合計３時間加えて試験
７－１２．ケース
ＴＫ－２３７５６初版

ＰＣＡＢＳ樹脂 難燃性Ｖ－０ 黒色

(12)８． 外形図８－１．電力変換器本体
・ＴＷＰ５Ｍ

・ＴＷＰ３Ｍ・測定電圧と電源用端子は、Ｍ３．５ネジ端子です。
・ＣＴとＲＳ－４８５用端子は、Ｍ２．５ネジ（ヨーロッパ端子）です。
(適合電線径：AWG30～16)
ＴＫ－２３７５６初版

(13)８－２．専用クランプＣＴ （オプション品）①ＣＴＬ－１０－ＣＬＳ３５定格電流 ５Ａ用

23262738.5

内径１０φ

白150

黒コネクタ

② ＣＴＬ－１６－ＣＬＳ３４定格一次電流 ８０Ａ用・１２０Ａ用

2931

内径１６φ

30Ⅰ相⇒
黒15 0

白コネクタ

ＴＫ－２３７５６初版

Ｌ45.5Ｋ(14)③ ＣＴＬ－２４－ＣＬＳ１７定格一次電流 ３００Ａ用

4245
内径２４φ

Ｌ3964ＫⅠ相⇒

黒2 00

白コネクタ

④ＣＴＬ－３６－ＣＬＳ１０定格一次電流 ５００Ａ用

4657
内径３６φ

Ｌ4980

ＫⅠ相

⇒
2 00

白コネクタ

ＴＫ－２３７５６初版

黒

(15)
８－３．専 用 延 長 ケ ー ブ ル

１．５ｍ（標準）K 白

ＣＴ側コネクタL 黒
約１．５ｍ

ケーブルは、ＡＷＧ２２ 白と黒の撚り線とします。

８－４．専 用 延 長 ケ ー ブ ル

５ｍ（オプション）
ＣＴ側コネクタ

本体側端子ｼｰﾙﾄﾞ線

約 5m８－５．専 用 延 長 ケ ー ブ ル

１０ｍ（オプション）
ＣＴ側コネクタ

本体側端子ｼｰﾙﾄﾞ線

約 10m

ＴＫ－２３７５６初版

(16)
９．接続図
９－１．５Ａ ＣＴを使用する場合

110V、220V を計測する場合、ＶＴは必要ありません。
低圧回路の場合、ＶＴ、ＣＴの二次側接地は不要です。
ｸﾗﾝﾌﾟ CT のかみ合わせは確実に行ってください。
①三相 3 線の場合

②単相 3 線の場合

③単相 2 線の場合

④三相 4 線の場合

ＴＫ－２３７５６初版

(17)９－２．８０Ａ・１２０Ａ・３００Ａ・５００Ａ ＣＴを使用する場合

110V、220V を計測する場合、ＶＴは必要ありません。
低圧回路の場合、ＶＴ、ＣＴの二次側接地は不要です。
ｸﾗﾝﾌﾟ CT のかみ合わせは確実に行ってください。
①三相 3 線の場合

②単相 3 線の場合

③単相 2 線の場合

④三相 4 線の場合

ＴＫ－２３７５６初版

(18)９－３．通信線の接続

１０．保証
納入後１ヶ年以内に製造者の責任と明らかに認められる不具合に対しては、無償で修理致します。
又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を言い、納入品の故障に起因する損害については、補償範囲外とさせていただきます。

１１．注意事項
本製品は、一般的な計測装置であり、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼしたりする恐れのある用途（航空・宇宙用・海底中継器・原子力制御システム・交通機器・医療機器・安全装置等）にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

ＴＫ－２３７５６初版