SURGICAL PROCEDURE

・本マニュアルについて
本書は、FINESIA Relios インプラントシステムの外科手術に必要な手順を中心に説明するものです。
上部構造の製作方法についての詳細は、『BL インプラント（補綴）マニュアル』、『TL インプラント（補綴）マニュアル』を参照して
ください。

1

Implant System

FINESIA Relios 外科用マニュアル 目次
1.FINESIA Relios インプラントシステム

3〜8

1 インプラントシステム概要…………………………………………………………………………………………………………………… 3
2 インプラントタイプ……………………………………………………………………………………………………………………… 4 〜 5
3 原材料…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
4 表面性状………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
5 インプラント体と上部構造パーツのコネクション………………………………………………………………………………………… 7
6 インプラント体のプラットフォーム………………………………………………………………………………………………………… 8

2. 適応症／禁忌症

91 全身的、精神的な要因………………………………………………………………………………………………………………………… 92 局所的な要因…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3. インプラント体の埋入位置

10 〜 11

1 インプラントタイプの選択と埋入位置における必要条件（BL/TL 共通）………………………………………………………………10
2 垂直的ポジション………………………………………………………………………………………………………………………………10
3 頬舌的ポジション………………………………………………………………………………………………………………………………11
4 近遠心的ポジション……………………………………………………………………………………………………………………………11

4. 診査・診断

12 〜 14

1 インフォームドコンセント……………………………………………………………………………………………………………………12
2 診査・診断の手順………………………………………………………………………………………………………………………………12
3 全身的診査………………………………………………………………………………………………………………………………………124 局所的診査……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 〜 14

5. 治療計画・術前準備

15 〜 17

1 治療計画…………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2 術前診断…………………………………………………………………………………………………………………………………………16
3 術前処置…………………………………………………………………………………………………………………………………………16
4 インプラント手術の準備（手術用器具、器機の準備）……………………………………………………………………………………16
5 インプラント体取扱い上の注意点……………………………………………………………………………………………………………17
6 術者・アシスタントなどの準備………………………………………………………………………………………………………………17

6. 一次手術（インプラント体埋入窩形成と植立手術）

18 〜 39

1 口腔内外の消毒 / 局所浸潤麻酔 ………………………………………………………………………………………………………………18
2 インプラント体植立位置の確認………………………………………………………………………………………………………………18
3 切開、フラップの形成…………………………………………………………………………………………………………………………19
4 歯槽骨頂の整形…………………………………………………………………………………………………………………………………19
5 インプラント体埋入窩形成の術式…………………………………………………………………………………………………… 20 〜 30
6 インプラント体の埋入………………………………………………………………………………………………………………… 31 〜 39

7. 軟組織のマネジメント

40 〜 48

1 軟組織のマネジメント…………………………………………………………………………………………………………………………40
2 サブマージド法………………………………………………………………………………………………………………………… 41 〜 43
3 ノンサブマージド法…………………………………………………………………………………………………………………… 44 〜 48

8. 上部構造パーツの口腔内装着について

49 〜 50………………………………………………………………………………49
1 上部構造パーツの口腔内装着について（BL インプラント）
2 上部構造パーツの口腔内装着について（TL インプラント）………………………………………………………………………………50

9. 関連情報51 〜 54

1 器具ケース……………………………………………………………………………………………………………………………… 51 〜 52
2 ドリルストッパーケース………………………………………………………………………………………………………………………53
3 器具の洗浄と手入れ……………………………………………………………………………………………………………………………54
4 サージカルケースと器具の滅菌について……………………………………………………………………………………………………542

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

インプラントシステム

1.

2 適応症／禁忌症

1

インプラントシステム概要

本システムには、適応症例に応じて選択が可能なボーンレベル（BL）インプラント、ティッシュレベル（TL）インプラントが、
ラインナップされています。

3 インプラントの埋入位置

サージカルインスツルメントは、これら 2 タイプのインプラントに対応しており、同様の術式で埋入することができます。

インプラント体の骨内部分の直径については、ボーンレベル（BL）

ドリルはインプラント体直径毎にカラーコード化されています。
またプラットフォームについては BL は 3 種類、TL は 2 種類あり、プラットフォーム毎にカラーコード化されており、関連パーツの特定インプラント体直径
インプラント体
直径（φ）（単位 : mm）

3.2

3.4

3.7

4.2

4.7

4 診査・診断はφ 3.2、φ 3.4、φ 3.7、φ 4.2、φ 4.7、φ 5.2 の 6 種類、ティッシュ
レベル（TL）はφ 3.7、
φ 4.2、
φ 4.7 の 3 種類が用意されています。

カラーコード5.2

カラーコード5 治療計画・術前準備が容易です。
プラットフォーム
プラットフォーム

NP

RP

WP

BL
カラーコード

6 一次手術ーTL（単位 : mm）

3.2

3.4

ー

ー

3.7

4.2

4.7

7 軟組織のマネジメント

インプラント体直径（φ）

5.2

BL
インプラント体TLー

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報3Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

インプラントタイプ

2-1

ボーンレベル（ BL ）インプラント

3 インプラントの埋入位置

ボーンレベル（BL）インプラントは、ノンサブマージドまたは、サブマージドの術式に対応でき、骨レベルにおけるインプラント治療のソリューションを提供し、特に審美要求の高い治療に適しています。

BL インプラントは、17 のテーパード HEX コネクションを有しています。インプラント体はテーパー形状とストレート形状があり、表面のスレッドピッチはボディ部で 0.8mm、マイクロスレッド部は 0.4mm に設定されています。

4 診査・診断

プラットフォーム スイッチング（ Platform Switching ）5 治療計画・術前準備

コンケイブ カントゥア（ Concave Contour ）マイクロスレッド部
オプティマ スレッド
（ Optima Thread ）6 一次手術

ボディスレッド部

7 軟組織のマネジメント

オプティマスレッド（Optima Thread）
マイクロスレッド部とボディスレッド部にデザインされています。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

プラットフォーム スイッチング（Platform Switching）
インプラント体の直径よりアバットメントを細くすることで、骨より早く歯肉組織が成長する空間を設け、骨頂近傍の骨吸収を抑制します。
コンケイブ カントゥア（Concave Contour）

9 関連情報アバットメントのカフ部には、ティッシュマネージメントを考慮し、コンケイブ カントゥア がデザインされています。

4

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2-2ティッシュレベル（ TL ）インプラント

ティッシュレベル（TL）インプラントは、特にノンサブマージドによる 1 回法に適したインプラントで、軟組織レベルでのインプラント治療のソリューションを提供します。

3 インプラントの埋入位置

TL インプラントのカラー部は 1.5mm、2.5mm から選択できます。また TL インプラントはカラー部の設定、デザインにおいてメン
テナンス性を考慮したデザインになっており、予防要求の高い治療に適しています。TL インプラントは、16 のテーパード OCTA コ
ネクションを有しています。インプラント体はテーパー形状とストレート形状があり、表面のスレッドピッチはボディ部で 0.8mm に設定されています。

4 診査・診断

コンケイブ カントゥア（ Concave Contour ）5 治療計画・術前準備

オプティマ スレッド
（ Optima Thread ）ボディスレッド部

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

オプティマスレッド（Optima Thread）
8 上部構造パーツの口腔内装着について

ボディスレッド部にデザインされています。
コンケイブ カントゥア（Concave Contour）
インプラントのカラー部には、ティッシュマネージメントを考慮し、コンケイブ カントゥア がデザインされています。

9 関連情報5Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3

原材料

インプラント体には生体適合性のある純チタンを使用しています。この純チタンは冷間強加工された高強度のものを使用しています。
さらに、この純チタンは Ti-6AI-4V 合金と同等の機械的強度を有するものを採用しています。

3 インプラントの埋入位置

4

表面性状

4 診査・診断

インプラント体の表面性状はサンドブラスト処理および酸エッチングを採用しています。
チタン表面をサンドブラストで粗面化した後、酸エッチングにより微細な凸凹を付与しています。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術酸エッチングされた表面SEM写真
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報6

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

インプラント体と上部構造パーツのコネクション

5-1

BL コネクション

2 適応症／禁忌症

5

3 インプラントの埋入位置

BL インプラントのコネクション部はテーパード HEX コネクションを採用しています。
本コネクションデザインは 17 （片面 8.5 ）のテーパージョイン
トで、HEX（六角形）の回転防止機構がデザインされています。
これにより高いレベルでの封鎖性と操作性が期待できます。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

5-2

TL コネクション
6 一次手術TL インプラントのコネクション部はテーパード OCTA コネク
ションを採用しています。
本コネクションデザインは 16 （片面 8 ）のテーパージョイン

7 軟組織のマネジメント

トで、OCTA（八角形）の回転防止機構がデザインされています。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報BL ：ボーンレベル TL ：ティッシュレベル

7Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

6

インプラント体のプラットフォーム

6-1

BL インプラントのプラットフォーム（コネクション径）

3 インプラントの埋入位置

BL インプラントで は、 インプラント体直径φ 3.2mm およびφ 3.4mm は NP、φ 3.7mm およびφ 4.2mm は RP、φ 4.7mm およびφ 5.2mm は WP のプラットフォームの関係になっており、相関性のあるプラットフォームでは、同じ上部構造コンポーネントを使用することができます。
プラットフォームの種類一覧表
BL インプラント

4 診査・診断

NP

RP

WP

φ 2.45mm

φ 2.95mm

φ 3.75mm

プラットフォーム

コネクション径NP

φ 2.45mm

5 治療計画・術前準備

RPWP

φ 2.95mm

φ 3.75mm

インプラント体直径
φ 3.2mm
φ 3.4mm
φ 3.7mm
φ 4.2mm
φ 4.7mm
φ 5.2mm

TL インプラントのプラットフォーム

6 一次手術6-2

TL インプラントでは、インプラント体直径φ 3.7mm およびφ 4.2mm は RP、φ 4.7mm は RP および WP のプラットフォームの関係になっており、相関性のあるプラットフォームでは、同じ上部構造コンポーネントを使用することができます。

7 軟組織のマネジメント

プラットフォームの種類一覧表
TL インプラント

プラットフォーム

RP

WP

φ 4.8mm

φ 6.5mm

プラットフォーム径

インプラント体直径
φ 3.7mm

8 上部構造パーツの口腔内装着についてRP

φ 4.8mm

φ 4.2mm
φ 4.7mm

WP

9 関連情報BL ：ボーンレベル TL ：ティッシュレベル8

φ 6.5mm

φ 4.7mmSURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

2. 適応症／禁忌症

2 適応症／禁忌症

1

全身的、精神的な要因

インプラント治療の適応と考えられるのは以下のような患者です。

3 インプラントの埋入位置

・従来の補綴方法に不満がある、最小限必要な咀嚼能力が得られない患者・床義歯では発音や発声に不便を感じている、あるいは職業上固定性義歯を必要とする患者・床義歯により性格が消極的になっている、社会に順応できないでいる、あるいは心理的に床義歯が受け入れられない患者
一般的に、インプラント治療における禁忌症には以下に示されるようなものがあります。
個々の状況に応じて内科医、専門医の診断を受け担当医師が判断します。
・代謝系疾患（糖尿病など）

4 診査・診断・内分泌機能障害（甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能障害、副腎皮質疾患など）
・循環器疾患（狭心症、心筋梗塞、うっ血性心不全、慢性心臓弁膜症、不整脈、高血圧、低血圧症など）
・呼吸器疾患（気管支喘息など）
・腎疾患
・血液疾患

5 治療計画・術前準備・骨疾患（骨粗鬆症、骨軟化症、骨ページェット病、大理石病など）
・膠原病
・その他（妊娠、月経中、アルコール中毒、麻薬中毒、アレルギー性疾患、梅毒、または重症の肝炎など）

2

局所的な要因6 一次手術インプラント治療の適応と考えられるのは以下のような患者です。
歯牙欠損状態・ 多数歯欠損または無歯顎・ 単独歯欠損

7 軟組織のマネジメント

・ 抜歯直後、または抜歯窩
ただし以下のような場合は症状の改善が図られない限り、一般的に禁忌症となります。
・口腔内に重度の炎症疾患がある場合・埋伏歯、嚢胞、残根、腫瘍などがある場合・治癒不良の既往症がある場合

8 上部構造パーツの口腔内装着について・歯槽骨骨梁が少ない場合（頬舌径と垂直方向）
・歯槽骨骨質が悪い場合（原因として骨粗鬆症、骨軟化症、骨べ−ジェット病など）
・インプラント体の歯槽粘膜貫通部周囲に付着歯槽粘膜幅が充分にない場合
・隣接支台歯の骨植不良の場合
・不正咬合の改善が術前にできない場合
・ブラキシズムの改善ができない場合

9 関連情報・口腔領域における悪習癖などがある場合
・口腔衛生が不良の場合

9Implant System

1 インプラントシステム

3. インプラント体の埋入位置

2 適応症／禁忌症

1

インプラントタイプの選択と埋入位置における必要用件（ BL/TL 共通）

インプラント体の埋入位置は最終の補綴形態を想定し、ポストスペースの確保などを考慮します。

3 インプラント体の埋入位置

また以下のことに注意し決定します。
・隣在歯歯頸部までの距離（1.5mm 以上）

注意（ BLタイプの場合）

・インプラント体間の距離（3.0mm 以上）

直 径 3.2mm 、 3.4mm の イ ン プ ラ ン ト 体 は、 上 顎 側 切 歯 部、
下顎中切歯部及び下顎側切歯部の欠損症例における使用が推奨されます。

・インプラント体先端部から下顎管までの距離（3.0mm 以上）
・骨形態及び骨質・対合関係・インプラント体の植立、印象操作を妨げないスペースが確保できること
4 診査・診断2

垂直的ポジション本システムは、患者の解剖学的条件、埋入位置や方向、補綴手技等により垂直的なインプラント体の埋入位置を調整することが可能です。
前歯部では、審美的理由からインプラント体の垂直的位置を深くする必要があるため、BL インプラントが推奨されます。また、機能
5 治療計画・術前準備的な面を優先して、前歯部でも予防的要素が必要な場合は TL インプラントが推奨されます。
インプラント体は、基本的にインプラント体の粗面が骨内に完全に隠れるような垂直的埋入ポジションになるように埋入してください。
［BL の場合］［TL の場合］

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

注意
骨頂部での骨幅が不十分なケースでは、望ましい位置にドリリングしても結果的にインプラント体の粗面が露出してしまうとインプラン
ト周囲炎等を引き起こす危険性があります。そのため、図に示すように頬舌・唇舌的な骨幅が狭い骨頂部をできるだけ整形し、インプラント体の頂部で片側 1.5mm 以上骨量を確保してください。
その際、術前のレントゲン診査により決定したインプラント体の骨内長より、整形分だけ残存骨量が短くなることに注意してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

特に臼歯部などで下顎管にインプラント体が近接する危険性が高い場合には、整形後に再度デンタル X 線画像で骨量を確認してください。

BL の場合TL の場合ネジ部露出

9 関連情報BL ：ボーンレベル TL ：ティッシュレベル

10

粗面露出

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3

頬舌的ポジション

インプラント体埋入後、硬組織や軟組織を安定させるためには、十分なインプラント体周囲骨が必要です。頬側と舌側で 1.5mm 以上

3 インプラント体の埋入位置確保できるようにインプラント体直径を選択し、位置を設定します。もし、骨の厚みが 1.5mm 確保できない場合、もしくは骨壁が片方あるいは両方で欠損している場合は、骨造成等を行います。

1.5mm>1.5mm

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

4

近遠心的ポジション

近遠心的なスペースは、インプラント体のタイプおよび直径、また複数のインプラント体を使用するケースでのインプラント体間の距離を決める上で重要です。BL インプラントにおいては、隣在歯が天然歯の場合は、骨縁部において、インプラント体から天然歯まで
6 一次手術の距離が最低 1.5 ｍｍ、インプラント体間では、最低 3.0 ｍｍの距離を確保するようにします。

TL インプラントにおいては、隣在歯が天然歯の場合は、カラー部のマージン位置において、インプラント体から天然歯までの距離を
最低 1.0mm 確保し、プラットフォーム部が隣在歯と重ならないようにしてください。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報BL ：ボーンレベル TL ：ティッシュレベル

11Implant System

1 インプラントシステム

4．診査・診断

2 適応症／禁忌症

1

インフォームドコンセント

患者カウンセリング時には、インプラント治療による利得のみならず、偶発症・併発症の知識を与えることが肝要です。例として、一般的な外科手術における投薬などの影響や、インプラント体、アバットメント、補綴物の破損、インプラント体植立、埋入位置によっ

3 インプラントの埋入位置ては上顎洞、鼻腔への貫通や、下顎管などへの障害が生ずる恐れのあること、並びに感染、骨吸収、不快症状、インプラント体の動揺、軟組織の退縮、インプラント体の喪失などについても情報を提供する必要があります。

2

診査・診断の手順

4 診査・診断

Step 1
全身的健康状態、精神状態などの検査
局所状態の把握

Step 25 治療計画・術前準備

適応症／禁忌症〈全身的、精神的、局所的な要因〉3

全身的診査

患者の自己申告や、問診、視診、触診などで一般的な全身的診査を行います。
6 一次手術・一般的な健康状態（栄養、息切れ、不随意運動、体重変動、食欲、貧血等）
・性格、歯科治療に対する理解程度、感情の動き（情緒不安定）・バイタルサイン（体重、体温、脈拍、呼吸数）と血圧のチェック・必要ならば血液生化学検査、尿検査を行い、高血圧症、低血圧症、心疾患、糖尿病、内分泌機能障害、血液疾患、アレルギー性疾患など

7 軟組織のマネジメント

をチェック

4

局所的診査

触診、視診、インプラント体埋入予定部位を含むデンタルＸ線画像、パノラマＸ線画像（オルソパントモグラフィー）、側方セファロ
8 上部構造パーツの口腔内装着について

グラム、術前のスタディーモデルなどから植立部位の解剖学的な形態または口腔内の状態を把握し、インプラント体埋入による治療が可能であるかどうかを診断します。さらに可能であれば CT なども活用し、立体的な骨内、骨形態の把握を行います。

9 関連情報12

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

4-1

直接診査（視診、触診）

・歯牙の病変や欠損
・口唇、唾液分泌、口臭、頬粘膜、口蓋、舌、扁桃の病変の有無

3 インプラントの埋入位置

・舌の大きさ・インプラント体埋入部位の付着粘膜幅・小帯の状態・開口度・歯槽粘膜の厚みと骨のボリューム・残存歯の状態と、必要であれば支台歯としての適否

4 診査・診断・ブラキシズムの有無、顎口腔機能障害（顎関節症、咬合不全等）の有無
・咬合のチェック
・顎堤の状態と対合関係
・口腔衛生の状態

Ｘ線診断

5 治療計画・術前準備

4-2

以下の項目についてデンタルＸ線画像、パノラマＸ線画像（オルソパントモグラフィー）、側方セファログラムを用いて診査します。また、CT 撮影は 3 次元的に骨の形態を診断する上で非常に有用です。
・通常の診査（残存歯の状態、残根、埋伏歯、過剰埋伏歯、嚢胞、骨疾患、その他の病変）
・歯槽骨頂と上顎洞底、鼻腔底、下顎管上縁、オトガイ孔とその距離

6 一次手術・切歯孔の形態・骨質の状態（皮質骨の厚さ、骨梁の密度、骨梁の方向）・骨折などの異常線の有無
・歯牙支持組織の状態

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について

パノラマ X 線画像

CT 撮影画像

9 関連情報13

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

4-3スタディーモデルによる診査

１）対合関係・中心咬合位、側方前方運動時の接触

3 インプラントの埋入位置

・咬頭干渉、早期接触・咬合平面の設定
・支台歯傾斜の判定
・欠損部位の対合歯までのクリアランス
２）残存歯4 診査・診断・分布状態
・残存歯冠の形態と萌出度・残存歯牙の摩耗状態
３）欠損部位顎堤

5 治療計画・術前準備

・幅径、高径咬合器に取り付けたスタディーモデル

・歯槽骨の形態・歯槽骨頂部の形態
４）インプラント体の植立位置と方向の検討
・望ましい植立位置と方向・対合歯との関係

6 一次手術・咬合圧の方向・骨の解剖学的形態とインプラント体周囲の骨量・使用器具の選択
・隣接、対合歯との関係

7 軟組織のマネジメント

重要
スタディーモデルによる診査にあたっては、上下顎モデルを下顎運動が可能な限り再現できる咬合器に装着します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報14

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

5．治療計画・術前準備2 適応症／禁忌症

1

治療計画

患者がインプラント治療を希望し、全身的健康状態・局所的状態の診査・診断の結果が手術に耐え得ると判断でき、患者とのインフォー
ムドコンセントが得られたら、以下のような流れで治療計画を立案の上、インプラント治療を進めます。

3 インプラントの埋入位置

Step 1
治療計画

Step 2
術前診断

4 診査・診断

Step 3
インプラント体の選択

5 治療計画・術前準備

Step 4
術前処置

Step 5
インプラント手術の準備

6 一次手術

Step 6
インプラント体の植立

7 軟組織のマネジメント

重要治療計画に基づき治療期間、費用、最終補綴形態などについて、再度患者の了解を得ることが推奨されます。また、インプラント治療においてはメインテナンスが重要であり、患者の理解を深めておく必要があります。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報15Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

術前診断

術前に骨幅、骨質、骨量の硬組織、軟組織の診査及び、全身状態やインプラント体を埋入する部位以外の口腔内の診査を行い、インプ
ラント体植立の可否を判断します。

3 インプラントの埋入位置

3

術前処置

治療計画で立案された術前処置を行います。
【主な術前処置項目】
・埋入部位周辺での付着粘膜の確保

4 診査・診断・残存歯牙の歯周、齲蝕、歯内療法の処置
・咬合状態の改善（咬合系に異常が認められる場合）
・良好な口腔衛生状態の維持

5 治療計画・術前準備

4

インプラント手術の準備（手術用器具、器機の準備）

本システムの外科手術に先立ち、一般的な外科手術器具、専用
手術器具、その他、必要な歯科用器具は専用の滅菌ケースを用意して、適時滅菌または消毒して準備してください。

6 一次手術・専用手術器具
・手術時に準備されているべき器具、周辺装置、薬品類
・アシスタント用器具
・外科用手術器械（インプランター等）

7 軟組織のマネジメント

インプランター ® Neo Plus2
販 売 名 : インプランター Neo Plus2
一般的名称 : 電動式骨手術器械
認 証 番 号 : 303ALBZX00014A01 管理医療機器
製造販売元 : 株式会社ナカニシ

8 上部構造パーツの口腔内装着について

専用手術器具の取扱い上の注意点
・専用手術器具は滅菌して使用してください。充分に洗浄し、乾燥させた後、湿気のない環境で保管してください。
・インプランターのコントラハンドピースの洗浄、滅菌、保管方法については付属の取扱説明書をよくお読みください。

9 関連情報16

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5インプラント体取扱い上の注意点・使用される前に、製品の注意事項等情報を必ずお読みください。
・製品の強度が低下し、術後に破損する恐れがあるため、インプラント体を変形させたり切削したりするなどの改造は行わないでくだ

3 インプラントの埋入位置

さい。
・外箱に表示された製品の使用期限が過ぎていないことを確認してください。落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラント
体は、感染の恐れがあるため絶対に使用せずに廃棄してください。
・埋入窩形成およびインプラント体埋入には専用器具を使用してください。
・インプラント体の挿入や専用器具の操作の際は、それらの誤飲に注意してください。誤飲・吸引などが起こった時は、早急に専門医に連絡し対処してください。

4 診査・診断・外箱の開封前に外観確認を行い、パッケージの損傷が確認された場合はそのインプラント体は使用しないでください。
・再使用について一旦、インプラント体を滅菌容器から取り出した後、不潔環境におかれたり、患者の体液（血液、唾液等）に接触した場合は再使用はできません。
・保存方法について

5 治療計画・術前準備

製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けてください。
インプラント体は滅菌容器に封入されている状態に限り保存が可能です。使用前に、必ず密封状態を確認してください。
・術中の取扱いについて
インプラント体やその他の器具、パーツに過度な衝撃を与えることや、不用意に外力を加えるようなことは避けてください。
・その他、外傷によりインプラント体が変形または、破損する場合があります（埋入後）。

術者・アシスタントなどの準備

6 一次手術6

・各アシスタントの役割の決定、手指の手入れ、完全な手洗いを行い、清潔な手術衣を用意してください。
・手術用帽子、マスクの装着、手術用ゴム手袋を装着してください。

7 軟組織のマネジメント

重要術者、第１アシスタントは直接患者の手術部に触れるので、手術前から手術完了まで完全に清潔な状態を保つようにします。第２アシスタントは、術者同様、手指の清浄を行い、無用な汚染を避けるよう注意が必要です。また術者（清潔領域）
への器具、備品などの補充は、徒手的に行わず、必ず滅菌された器具で把持して行ってください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報17Implant System

1 インプラントシステム

6. 一次手術 （ インプラント体埋入窩形成と植立手術）

2 適応症／禁忌症

インプラント体の植立時の注意事項

3 インプラントの埋入位置

インプラント体の植立の前に、以下の注意事項を確認してください。
1 ） 製品の強度が低下し、術後に破損する恐れがあるため、インプラント体を変形させたり切削したりするなどの改造は行
わないでください。
2 ）インプラント体を挿入したり専用器具を操作する場合は、患者がそれらを誤飲しないように注意してください。

1

口腔内外の消毒 / 局所浸潤麻酔

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術局所浸潤麻酔2
7 軟組織のマネジメント

インプラント体植立位置の確認

歯槽粘膜の切開線などを想定します。必要に応じて、歯槽粘膜上に手術のガイドラインとなるマーキングを行います。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報18

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3切開、フラップの形成

歯肉を切開し、歯肉粘膜の剥離を行います。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

切開、フラップの形成

4

歯槽骨頂の整形必要に応じてラウンドバー等を用い、慎重に骨頂部の整形を行います。
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について

歯槽骨頂の整形9 関連情報19Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5インプラント体埋入窩形成の術式

5-1

テーパータイプ

3 インプラントの埋入位置

インプラント体埋入窩形成の術式（例 . 47-10TP）ＴＰ

4 診査・診断

マーキングバー1

パイロットドリル 16

2トライアルピン パイロットドリル 22

3

4

ファイナルドリル TP

5トライアルガイド TP

6プロファイルドリル ※ タップファーマー TP

7

5 治療計画・術前準備※ TL のみに使用

5-2

マーキングバーマーキングバーを用いて、埋入位置を骨面に印記して決定します。
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

参考
8 上部構造パーツの口腔内装着について

ドリルエクステンダー
隣在歯等の障害となった場合、あるいは部位により高径不足となった場合に装着して使用します。

9 関連情報208

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-3パイロットドリル 16

パイロットドリル 16 を用いて、植立を予定しているインプラント体の埋入深さまでガイドホールを形成します。ドリリングの際は、

3 インプラントの埋入位置

回転数 800ｒｐｍ 〜 1200ｒｐｍで 十分な注水下で行ってください。
このときパイロットドリル ストッパー 16 を穿孔深さのインジケーターとして使用するため、対応するサイズを選択し、パイロットド

10

7

6

5

12

11

10

9

#8 #7 #６ #5 #１2 #11 #１0 #9

8

16ｰＳ
（Ｎ）

16 -M（Ｎ）
5

16-18mm

16 -M（Ｎ）

16 -M（Ｎ）

16 -M（Ｎ）

16 -M（Ｎ）

16 -M（Ｎ）

16 -M（Ｎ）

16 -M（Ｎ）

16ｰＳ
（Ｎ）

16ｰＳ
（Ｎ）

16ｰＳ
（Ｎ）

16ｰＳ
（Ｎ）

16ｰＳ
（Ｎ）

#１0 #9

8

6

(mm)

8

18
16 1７
1５
14
1３
12
1１
10

8

5 治療計画・術前準備

パイロットドリル ストッパー 1697

4 診査・診断

パイロットドリル ストッパー 16

16ｰＳ
（Ｎ）

パイロットドリル 16とパイロットドリル ストッパー 16の組み合わせ

16ｰＳ
（Ｎ）

リル 16 に装着して使用します。

#8 #7 #６ #5
18mm 専用ドリル

注意
6 一次手術・パイロットドリルの刃長は、インプラント体よりも 1.0mm 長く設定されています。
・ 18mm 専用ドリルはドリルストッパーを使用しません。
・消耗したドリルは、発熱や不正確な窩洞形成の原因になりますので使用しないでください。

1.0mm

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報21

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-4トライアルピントライアルピンを用い、ガイドホールの方向・深さを確認します。

3 インプラントの埋入位置

参考
複数本のインプラント体を同時に埋入する場合は、遠心部位のインプラント体埋入窩から形成を開始します。
この際、近心部位に形成されたガイドホールにトライアルピンを挿入することで、その他の部位に形成しようとするガイドホールとの平行性を得ることができます。

4 診査・診断注意5 治療計画・術前準備

5-5

手術中の誤飲を防止するために、市販の誤飲防止用チューブや縫合糸をトライアルピン頭部の孔に通して使用してください。
デンタル X 線撮影による確認が推奨されます。

パイロットドリル 22

パイロットドリル 22 にパイロットドリル ストッパー 22 を組み合わせ、植立を予定しているインプラント体の埋入深さまでガイドホールを拡大します。
ドリリングの際は、回転数 800ｒｐｍ 〜 1200ｒｐｍで十分な注水下で行ってください。
このときパイロットドリル ストッパー 22 を穿孔深さのインジケーターとして使用するため、対応するサイズを選択し、パイロットド

6 一次手術リル 22 に装着して使用します。

7 軟組織のマネジメント

パイロットドリルストッパー 22

18

8

22-Ｓ
（Ｎ）

22-18mm

22-Ｓ（Ｎ）

パイロットドリル 22 とパイロットドリル ストッパー 22 の組み合わせ

8

パイロットドリル ストッパー 22
18mm 専用ドリル

8 上部構造パーツの口腔内装着について注意・パイロットドリルの刃長は、インプラント体よりも 1.0mm 長く設定されています。
・ 18mm 専用ドリルはドリルストッパーを使用しません。
・消耗したドリルは、発熱や不正確な窩洞形成の原因になりますので使用しないでください。

9 関連情報22

1.0mm

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-6ファイナルドリル TP

ファイナルドリル TP を用いて埋入窩を拡大、ならびに埋入予定のインプラント体のサイズに応じた最終窩洞形成を行います。ドリリングの際は、回転数 800ｒｐｍ 〜 1200ｒｐｍで十分な注水下で行ってください。

ファイナルドリル TPとファイナルドリル ストッパーの組み合わせ

9#7#６ #5 #１2 #11 #１0 #9 #8#7

ＴＰ３７－Ｓ－ＮN(mm)

8#６ #5 #１2 8#11 #１0 #9 #8
18
1７
16
1５
14
1３
12
1１
10

#7

ＴＰ３７－Ｍ-NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

9

ＴＰ３７－Ｓ－ＮN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

12

10

#６ #5

8

#６ #5
18mm 専用ドリル

8 上部構造パーツの口腔内装着について注意・ファイナルドリルの刃長は、インプラント体よりも 1.0mm 長く設定されています。
・ 18mm 専用ドリルはドリルストッパーを使用しません。
・消耗したドリルは、発熱や不正確な窩洞形成の原因になりますので使用しないでください。

5

7 軟組織のマネジメント#１0 #9 #8
ファイナルドリル ストッパー

TP37-18mm

ＴＰ３７－Ｍ-NN

ＴＰ３７－Ｍ-NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｍ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

10

11

6

6 一次手術

13
12
11
10
9
8

5

6
7
#6 5 #5 #１0 9 #98 #8
#7
6
10
7
11
8 ファイナルドリル ストッパー
12

5

7

5 治療計画・術前準備

6

7
13
8
12
9
11
ファイナルドリルストッパーの組み合わせ
10TPとファイナルドリル 10
5
9
6
8
7
6

・ドリルが -NN タイプであることをマーキングで確認してください（例： TP37-M-NN ）。
ただし、 18mm 専用
ドリルは除きます。

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

ＴＰ３７－Ｓ－NN

TP6-37S-NN

注意

4 診査・診断TP6-37S-NN

ファイナルドリル ストッパー形状

ＴＰ３７－Ｍ-NN

ル TP に装着して使用します。

3 インプラントの埋入位置

このときファイナルドリル ストッパーを穿孔深さのインジケーターとして使用するため、対応するサイズを選択し、ファイナルドリ

1.0mm

9 関連情報23

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-7トライアルガイド TP/ タップフォーマー TP

インプラント体に対応したトライアルガイド TP を用いて試適を行います。

3 インプラントの埋入位置

ＴＰ

ＴＰ

ＴＰ

ＴＰ

ＴＰ

ＴＰ

ＴＰ

4 診査・診断注意5 治療計画・術前準備

誤飲防止のため、縫合糸を孔に通してください。

骨質が硬い場合ドライバーホルダー C とインプラント体直径に応じたタップフォーマー TP を用いてタップの形成を行います。
タップフォーマー TP は注水下で回転数は 20rpm 以下で使用してください。

6 一次手術8 上部構造パーツの口腔内装着について

6

ＴＰ

ＴＰ

ＴＰ

7 軟組織のマネジメント

注意

ＴＰ

18
16
14
12
10
8

直径 5.2mm のインプラント体埋入時は、通常の骨質の場合でも必ずタップフォーマー TP52 を使用してください。
タップフォーマー TP は、形成窩に対し傾かないように使用してください。
３７ 42 47 52
タップ形成の際、骨質が硬い場合は 2~3 回戻し、再度タップ形成を行ってください。

9 関連情報24

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ストレートタイプ

5-8

パイロットドリル 16

2トライアルピン3

パイロットドリル 22

4

ＳＴ４７－Ｓ－NN
ＳＴ４７－Ｓ－NN

ＳＴ４２－Ｓ－NN
ＳＴ４２－Ｓ－NN

ＳＴ３４－Ｓ－NN
ＳＴ３４－Ｓ－NN
ＳＴ３７－Ｓ－NN
ＳＴ３７－Ｓ－NN

12 12 12 12 12 12 12 12

ファイナルドリル ST

5

ST

トライアルガイド ST

6

4 診査・診断1

12 12

3 インプラントの埋入位置

マーキングバー

ＳＴ３０－Ｓ－NN
ＳＴ３０－Ｓ－NN

インプラント体埋入窩の形成術式 （例 . 47-6ST）

プロファイルドリル ※ タップファーマー ST

7

8※ TL のみに使用

5 治療計画・術前準備

5-9

マーキングバーマーキングバーを用いて、埋入位置を骨面に印記して決定します。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

参考
ドリルエクステンダー

8 上部構造パーツの口腔内装着について

隣在歯等の障害となった場合、あるいは部位により高径不足となった場合に装着して使用します。

9 関連情報25

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-10パイロットドリル 16

パイロットドリル 16 を用いて、植立を予定しているインプラント体の埋入深さまでガイドホールを形成します。ドリリングの際は、回転数 800ｒｐｍ 〜 1200ｒｐｍで 十分な注水下で行ってください。

3 インプラントの埋入位置

このときパイロットドリル ストッパー 16 を穿孔深さのインジケーターとして使用するため、対応するサイズを選択し、パイロットド

4 診査・診断

16ｰＳ（Ｎ）

パイロットドリル 16とパイロットドリル ストッパー 16の組み合わせ

16ｰＳ
（Ｎ）

リル 16 に装着して使用します。

パイロットドリル ストッパー 16

5 治療計画・術前準備

パイロットドリル ストッパー 16

注意
6 一次手術・パイロットドリルの刃長は、インプラント体よりも 1.0mm 長く設定されています。
・消耗したドリルは、発熱や不正確な窩洞形成の原因になりますので使用しないでください。
1.0mm

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報26

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-11トライアルピントライアルピンを用い、ガイドホールの方向・深さを確認します。

3 インプラントの埋入位置

参考
複数本のインプラント体を同時に埋入する場合は、遠心部位のインプラント体埋入窩から形成を開始します。
この際、近心部位に形成されたガイドホールにトライアルピンを挿入することで、その他の部位に形成しようとするガイドホールとの平行性を得ることができます。

4 診査・診断注意
手術中の誤飲を防止するために、市販の誤飲防止用チューブや縫合糸をトライアルピン頭部の孔に通して使用してください。
デンタル X 線撮影による確認を推奨します。

パイロットドリル 22

5 治療計画・術前準備

5-12

パイロットドリル 22 にパイロットドリル ストッパー 22 を組み合わせ、植立を予定しているインプラント体の埋入深さまでガイドホールを拡大します。
ドリリングの際は、回転数 800ｒｐｍ 〜 1200ｒｐｍで十分な注水下で行ってください。
このときパイロットドリル ストッパー 22 を穿孔深さのインジケーターとして使用するため、対応するサイズを選択し、パイロットド
リル 22 に装着して使用します。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

パイロットドリル ストッパー 22

22-Ｓ
（Ｎ）

22-Ｓ
（Ｎ）

パイロットドリル 22とパイロットドリル ストッパー 22の組み合わせ

パイロットドリル ストッパー 22

8 上部構造パーツの口腔内装着について注意・パイロットドリルの刃長は、インプラント体よりも 1.0mm 長く設定されています。
・消耗したドリルは、発熱や不正確な窩洞形成の原因になりますので使用しないでください。
1.0mm

9 関連情報27

Implant
Implant System
System1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-13ファイナルドリル ST

ファイナルドリル ST を用いて埋入窩を拡大、ならびに埋入予定のインプラント体のサイズに応じた最終窩洞形成を行います。ドリリングの際は、回転数 800ｒｐｍ 〜 1200ｒｐｍで十分な注水下で行ってください。

3 インプラントの埋入位置

このときファイナルドリル ストッパーを穿孔深さのインジケーターとして使用するため、対応するサイズを選択し、ファイナルドリ
ル ST に装着して使用します。

12

12

3.4

3.7

12

12

12

4.2

4.7

5.2

・ドリルが -NN タイプであることをマーキングで確認してください（例： ST37-S-NN ）。

5 治療計画・術前準備

8

ＳＴ３７－Ｓ－NN

ＳＴ３７－Ｓ－NN

ST37ーSーNN

ST37ーSーNN

ファイナルドリル STとファイナルドリル ストッパーの組み合わせ

6 一次手術ファイナルドリル ストッパー

7 軟組織のマネジメント

注意・ファイナルドリルの刃長は、インプラント体よりも 1.0mm 長く設定されています。
・消耗したドリルは、発熱や不正確な窩洞形成の原因になりますので使用しないでください。
1.0mm

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報28

ST37ーMーNN

4 診査・診断

12

3.0

注意

ST37ーSーNN

ファイナルドリル ストッパー形状SURGICALSURGICAL PROCEDURE
PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-14トライアルガイド ST/ タップフォーマー ST

インプラント体に対応したトライアルガイド ST を用いて試適を行います。

ST

ST

ST

ST

37

42

47

52

3 インプラントの埋入位置

ST

64 診査・診断注意
誤飲防止のため、縫合糸を孔に通してください。

5 治療計画・術前準備

骨質が硬い場合ドライバーホルダー C とインプラント体直径に応じたタップ
フォーマー ST を用いてタップの形成を行います。
タップフォーマー ST は注水下で回転数は 20rpm 以下で使用
してください。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

注意

8 上部構造パーツの口腔内装着について

直径 5.2mm のインプラント体埋入時は、通常の骨質の場合でも必ずタップフォーマー ST52 を使用してください。
タップフォーマー ST は、形成窩に対し傾かないように使用してください。
タップ形成の際、骨質が硬い場合は 2~3 回戻し、再度タップ形成を行ってください。

9 関連情報29

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

5-15

プロファイルドリル

・カラー部高さ（GH）1.5mmのTLインプラント体を埋入する場合は、
プロファイルドリルを使用し、インプラント体埋入部の形状に合わせた埋入窩の形成を行います 。

3 インプラントの埋入位置

・ TLインプラント体のサイズに対応するプロファイルドリル(図1)を選択し、公称骨レベルまでドリリングを行ってください（図2）。
プロファイルドリルは回転数800rpm〜1200rpmで十分な注水下で使用してください。
・カラー部高さ（GH）2.5mmのTLインプラント体は、
プロファイルドリルなしで埋入します。
図 1：プロファイルドリルの形状

図 2：GH1.5mm のドリル位置

TLインプラント体
GH1.5mm

プロファイルドリル

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

37RP

42RP

47RP

47WP

GH1.5mm の公称骨レベル

インプラント体の粗面が露出する場合の注意点
・ 埋入位置の骨形態によっては、
インプラント体のカラー部が骨に干渉し、公称骨レベル以下の粗面が露出する場合があります（図3）。
骨頂の低い位置がインプラント体の公称骨レベルになるよう、必要に応じてプロファイルドリルで干渉部の除去を行ってください(図4）。
・ 干渉骨の除去により公称骨レベルが想定より下がった場合、埋入窩の深さが足りなくなります。埋入するインプラント体の骨内長サイズを

6 一次手術変更するか、顎骨量や血管・神経までの距離が十分にあれば再度ファイナルドリルにより埋入窩形成を行ってください。
図 3：粗面が露出（カラー部の干渉による）

図４：公称骨レベルのドリル位置

TLインプラント体
GH1.5mm

TLインプラント体
GH2.5mm

GH1.5mm の公称骨レベル

GH2.5mm の公称骨レベル

7 軟組織のマネジメント

プロファイルドリル

8 上部構造パーツの口腔内装着について注意

9 関連情報・ Relios(FINESIA BE ）用のプロファイルドリルをご使用ください。
プロファイルドリルの先端が丸く、（ N ）のマーキングがあることを確認してください。
・埋入するインプラント体のカラー部高さの公称骨レベルに対応した目盛りを確認してください（ 図 2 および 4 ）。不 適当な目盛りのラインを選 択すると、干 渉する骨を十 分に除 去できない、
あるいは必要以上に除去してしまい、インプラント体の適切な埋入ができなくなります。

30

４７ＷＰ－Ｓ（参考：FINESIA AO/HA 用）

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

6

インプラント体の埋入

インプラント体は滅菌容器に封入されています。γ線滅菌処理が施されているので取り出してそのまま使用してください。

3 インプラントの埋入位置注意
・インプラント体は厳重な洗浄・滅菌の上、提供されています。再滅菌、再使用はしないでください。
・外箱に表示された製品の滅菌有効期限を過ぎていないことを確認してください。
・製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けてください。

インプラント商品名の表記について

4 診査・診断6-1

インプラント体のタイプとサイズを包装ラベルで確認し、製品箱よりアルミバックを取り出します。
● 商品名表記について

5 治療計画・術前準備

BL インプラント

FBL - BE 37 - 8 TP RP
ボーンレベル

BE（酸エッチング）/16.0/

6 一次手術18.0

TL インプラント
7 軟組織のマネジメント

FTL - BE 37 - 12TP 25 RP - MF
マウント
ティッシュレベルBE（酸エッチング）TP（テーパー）

MF（マウントフリー）※マウント付きはラインナップ
していません。

8 上部構造パーツの口腔内装着についてST（ストレート）

術前に撮影された X 線画像に対して、あるいは CT 撮影像に対応したライブラリデータを使用して、最適なインプラント体のサイズを選択します。
9 関連情報31Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

6-2滅菌アンプルの開封およびインプラント体の埋入

BL インプラントの場合

3 インプラントの埋入位置

外箱からアルミバッグを取り出します。
アルミバッグは折り曲げるとピンホールが空く恐れがありますので、強く折り曲げないように注意してください。インプラント体のタイプ・サイズを包装ラベルまたはアルミバッグ上の印
字で確認し、容器を清潔域に取り出します。

4 診査・診断

容器の蓋を外し、インプラント体を取り出して口腔内に運び、埋入します。BL インプラント
はマイクロモーター、またはトルクレンチ等を使用し、埋入することができます。

5 治療計画・術前準備

インプラント体把持部が見えにくい場合は、見える位置まで容器をスライドさせてください。

注意・インプラントドライバーの NP と RP ・ WP とでは、先端形状が異なります。

6 一次手術マイクロモーターによる埋入手順

マニュアルによる埋入手順

ステップ１ ： マイクロモーターに装着したインプラントドライ

ステップ 1 : FD アダプタを用いてインプラントドライバー CH

7 軟組織のマネジメント

バー CH をインプラント体に装着し、インプラント体を容器から取り出します。

をインプラント体に装着し、インプラント体を容器から取り出します。

8 上部構造パーツの口腔内装着についてFD アダプタ

9 関連情報

インプラントドライバー CH32

インプラントドライバー CHSURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

ステップ２ : インプラント体 仮埋入ステップ 2 : インプラント体 仮埋入

マイクロモーターを用いてインプラント床にインプラント体のFD アダプタを用いてインプラント床にインプラント体の埋入を埋入を開始します。

3 インプラントの埋入位置マニュアルによる埋入手順

2 適応症／禁忌症

マイクロモーターによる埋入手順開始します。

R

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術注意

7 軟組織のマネジメント

・インプラントドライバー CH をインプラント体に装着する際は、奥までまっすぐに挿入してください。
・過大な曲げ荷重が加わることを防ぐため、インプラント体の埋入中はドライバーがインプラント体に対して傾かないようにしてください。
・インプラント体の落下に注意してください。
・ 落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラント体は、感染の恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。
・ FD アダプタは繰り返し使用によって、把持力が低下する場合があります。
使用前にインプラントドライバーと組み合わせて、把持力が保たれているか確認してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報33

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症
3 インプラントの埋入位置

マイクロモーターによる埋入手順

マニュアルによる埋入手順

ステップ 3 : マイクロモーターによるインプラント体の埋入ステップ 3 : トルクレンチによるインプラント体の埋入

インプラント体を 20rpm 以下の回転数で正回転させて最終位置

インプラント体を正回転させて最終位置まで埋入します。

まで埋入します。
必要であれば、トルクレンチに変更し、埋入します。

注意
上限埋入トルク

4 診査・診断

50N ・ cm

5 治療計画・術前準備
6 一次手術参考
最終トルク調整、締結

7 軟組織のマネジメント

モーターで目的の埋入深度まで
インプラント体が埋入できない場合は、

50N ・ cm 以下で、 FD アダプタとトルクレンチを使用して、適正位置まで埋入します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報34

注意
上限埋入トルク

50N ・ cmSURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 4 : インプラントドライバー CH の取り外し

3 インプラントの埋入位置

R－Ｍ

ステップ 4 : インプラントドライバー CH の取り外し

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備注意

6 一次手術・インプラント体埋入時の注意
埋入トルクが 50N ・ cm を超える場合、インプラント体を一度抜去し、タップフォーマーでタップ形成を行った後、再度インプラント体を埋入してください。
・インプラント体植立後は適切な免荷期間を確保してください。
（下顎では 3 ヵ月以上、上顎では 6 ヵ月以上）

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報35Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

6-3滅菌アンプルの開封及びインプラント体の埋入

TL インプラントの場合

3 インプラントの埋入位置

外箱から、アルミバッグを取り出します。
アルミバッグは折り曲げるとピンホールが開く恐れがありますので、強く折り曲げないように注意してください。インプラント体のタイプ・サイズを包装ラベルまたはアルミバッグ上の印
字で確認し、容器を清潔域に取り出します。

4 診査・診断

容器の蓋を外しインプラント体を取り出して口腔内に運び、埋入します。TL インプラントは
マイクロモーターまたはトルクレンチ等を使用し、マニュアルで埋入することができます。

5 治療計画・術前準備

インプラント体把持部が見えにくい場合は、見える位置まで容器をスライドさせてください。

6 一次手術マイクロモーターによる埋入手順

マニュアルによる埋入手順

ステップ１ : マイクロモーターに装着した TL インプラントドラ

ステップ 1 : FD アダプタを用いて TL インプラントドライバー

イバー CH をインプラント体に装着し、インプラント体を容器

CH をインプラント体に装着し、インプラント体を容器から取りから取り出します。

出します。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着についてFD アダプタ
TL インプラント
ドライバー CH

TL インプラント
ドライバー CH注意
9 関連情報

インプラント体を容器から取り出す際は、容器内のリングに擦れないようにまっすぐ引き抜いてください。

36

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

マニュアルによる埋入手順

ステップ 2 : インプラント体 仮埋入ステップ 2 : インプラント体 仮埋入

FD アダプタを用いてインプラント床にインプラント体の埋入を埋入を開始します。

開始します。

3 インプラントの埋入位置

マイクロモーターを用いてインプラント床にインプラント体の2 適応症／禁忌症

マイクロモーターによる埋入手順

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術注意

7 軟組織のマネジメント

・ TL インプラントドライバー CH をインプラント体に装着する際は、奥までまっすぐに挿入してください。
・過大な曲げ荷重が加わるのを防ぐため、インプラント体の埋入中はドライバーがインプラント体に対して傾かないようにしてください。
・インプラント体の落下に注意してください。
・ 落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラント体は、感染の恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。
・ FD アダプタは繰り返し使用によって、把持力が低下する場合があります。
使用前にインプラントドライバーと組み合わせて、把持力が保たれているか確認してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報37Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3 : マイクロモーターによるインプラントの埋入

ステップ３ : トルクレンチによるインプラントの埋入

インプラント体を 20rpm 以下の回転数で正回転させて最終位置

インプラント体を正回転させて最終位置まで埋入します。

まで埋入します。
3 インプラントの埋入位置

必要であれば、トルクレンチに変更し、埋入します。
注意
注意

上限埋入トルク

上限埋入トルク

50N ・ cm

50N ・ cm

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

参考
最終トルク調整、締結
モーターで目的の埋入深度まで

6 一次手術インプラント体が埋入できない場合は、FD アダプタとトルクレンチを使用し、50N ・ cm 以下で適性位置まで埋入します。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報38

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

マニュアルによる埋入手順

ステップ 4 : TL インプラントドライバー CH の取り外しステップ 4 : TL インプラントドライバー CH の取り外し

2 適応症／禁忌症

マイクロモーターによる埋入手順

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術注意・インプラント体埋入時の注意

7 軟組織のマネジメント

埋入トルクが 50N・cm を超える場合、インプラント体を一度抜去し、タップフォーマーでタップ形成を行った後、再度インプラント体を埋入してください。
・インプラント体植立後は適切な免荷期間を確保してください。
（下顎では 3 ヵ月以上、上顎では 6 ヵ月以上）

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報39

Implant System

1 インプラントシステム

7. 軟組織のマネジメント

2 適応症／禁忌症

1

軟組織のマネジメント

埋入後のインプラント体に、カバースクリューあるいはヒーリングアバットメントを装着します。
サブマージド法またはノンサブマージド法の術式から選択ができ、軟組織マネジメントのためのさまざまな軟組織治癒用のパーツが用

3 インプラントの埋入位置意されています。

BL インプラントによるサブマージド法の基本ステップ

4 診査・診断

BL インプラントによるノンサブマージド法の基本ステップ

5 治療計画・術前準備

BL インプラントは審美性を重視して設計されています。
歯肉のマネジメントに使用するヒーリングアバットメントのカフ部には、様々なアバットメントと同様の、サイズバリエーションとコンケイブ カントゥア形状が設定されており、一貫した形での歯肉のマネジメントが可能です。

6 一次手術TL インプラントによるノンサブマージド法の基本ステップ

7 軟組織のマネジメント

注意

8 上部構造パーツの口腔内装着について

カバースクリュー、ヒーリングアバットメントを装着する際、インプラント体内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。BL インプラントのカバースク
リュー、TL インプラントのヒーリングアバットメント（1.5mm）は容器の中に同梱されています。清潔域上で、ヘキサロビューラドライバーを用いてピックアップします。
カバースクリュー

ヒーリング
TLインプラントの場合、アバットメントが同梱されています。
9 関連情報40（写真：BL）

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

サブマージド法

サブマージド法には、カバースクリューの使用が推奨されます。サブマージド法は、審美性が要求される症例を行う場合に適しています。軟組織のマネージメントのための二次手術が必要になります。

3 インプラントの埋入位置

ステップ 1 : 一次手術の後にカバースクリューを装着する
インプラント体の内部に血液などが付着していないことを確認してください。
カバースクリューをヘキサロビューラドライバー SH で締結します。

注意
4 診査・診断・ドライバーの先端がしっかりカバースクリューに装着されていることを確認してから口腔内に運びます。
・スクリュー締結時に噛みこみ等を感じた場合は、スクリューを緩め、再度締結を行ってください。

重要5 治療計画・術前準備

締結はヘキサロビューラドライバー SH を用いて、マニュアル（手締め）で行ってください。

BL インプラント

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

ステップ 2 : 粘膜縫合

8 上部構造パーツの口腔内装着について

歯肉粘膜を通法により縫合します。

9 関連情報41

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3 : 二次手術（再切開）インプラント体の位置を確認し、カバースクリューの位置まで粘膜を切開をします。

BL インプラント

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

ヘキサロビューラドライバー SH を使用して、カバースクリューを取り外します。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

参考・ あらかじめカバースクリューの取り外しが困難となるケースが予想される場合は、高いサイズのカバースクリューを使用することが推奨されます。

8 上部構造パーツの口腔内装着について・ インプラントのプラットホーム上の骨がヒーリングアバットメント装着の妨げになる場合、
ボーンミルおよびボーンミルガイドを使用することで余剰骨を除去することが可能です。

9 関連情報42

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

余剰骨の除去を行う場合
ヘキサロビューラドライバーを用いてマニュアル（手締め）でボーンミルガイドを装着します。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断ガイドに沿ってボーンミルを装着し、ボーンミルガイドの上部がボーンミルに接触するまでミリングを行います。
ミリングは徒手的あるいは回転数 20rpm 以下で行ってください。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術注意
7 軟組織のマネジメント

ミリングの際には周囲歯肉の巻き込みに十分注意してください。

ステップ 4 : ヒーリングアバットメントの装着
適切なヒーリングアバットメントをインプラント体に装着します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

軟組織を合わせ、通法により縫合します。

9 関連情報43Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3

ノンサブマージド法

ノンサブマージド法に対応できる数種類のヒーリングアバットメントがラインナップされています。軟組織の治癒後テンポラリーア
バットメントまたは最終上部構造パーツをインプラント体に装着します。

3 インプラントの埋入位置・一次手術の後、ヒーリングアバットメント、カバースクリューを装着する。
一次手術の後、BL インプラントはヒーリングアバットメントを、TL インプラントはカバースクリューもしくはヒーリングアバットメ
ントを装着します。インプラント体の内部に血液などが付着していないことを確認してください。カバースクリューもしくはヒーリン
グアバットメントをヘキサロビューラドライバー SH で締結します。

4 診査・診断

BL インプラント

TL インプラント

5 治療計画・術前準備
6 一次手術・ヒーリングアバットメントの装着
適切なヒーリングアバットメントをインプラント体に装着します。
軟組織を合わせ、通法により縫合します。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について共通する注意点
カバースクリュー、ヒーリングアバットメントを装着する際、インプラント体内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。

9 関連情報重要締結はヘキサロビューラドライバー SH を用いて、マニュアル（手締め）で行ってください。

44

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ヒーリングアバットメントと上部構造パーツの適合参考表

BL インプラントは、ヒーリングアバットメントと上部構造パーツにおいて、最適な組み合わせをすることにより、ヒーリングアバッ
トメントと同一の歯肉貫通部が再現できるようになっています。

3 インプラントの埋入位置

NP（インプラント体直径 φ 3.2/3.4）（単位：mm）
ポスト
アングル
プレパブル
テンポラリー キャストオン チタンベース トランスファー インプレッション
ポスト
アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント コーピング

NP

2.0 1.0●●

3.0 2.0

●

●

●

●

3.5 4.0 3.0

●

●

●

●

5.0 4.0

●

●

●

●

6.0 5.0

●

●

●

●

2.0 1.0●

3.0 2.0●●●

4.0 4.0 3.0

●

●

●

5.0 4.0●●●

6.0 5.0

●

●

●

W
スタン
ダード

H

GH

ヒーリング
アバットメント

ワイド

●

●

●

●

●

トランスファーコー
ピング S はヒーリ
ン グ アバットメン
ト 4.0mm 、 L は6.0mm に 立 ち 上
がり角度が一致しています。

イ ン プ レッシ ョ ン
ポ スト は ヒ ー リン
グ ア バ ットメ ン ト
6.0mm に立ち上がり角度が一致してい
ます。

●

●

●

●

ヒーリングアバットメント
3mm~6mm を使用した場
合には、装着時に歯肉を広げる場合があります。

7 軟組織のマネジメント

備考●

6 一次手術カスタム
ヒーリング
アバットメント●

5 治療計画・術前準備●

4 診査・診断

高さ カフ高さ
直径（W） （H） （GH）

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報45Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

RP（インプラント体直径 φ 3.7/4.2）
ポスト
アバットメント（単位：mm）
アングル
アバットメント

プレパブル
アバットメント

テンポラリー
アバットメント●●

キャストオン
アバットメント

チタンベースアバットメント

●

●

スプリント
アバットメントボール
アバットメント

ロケーター
アバットメント

トランスファー インプレッション
コーピング
ポスト

RP

3 インプラントの埋入位置

高さ カフ高さ
直径（W） （H） （GH）

スタン
ダード 4.5

4 診査・診断W
ヒーリング
アバットメントH

5 治療計画・術前準備

2.0 1.0●

3.0 2.0

●

●

●

●

4.0 3.0

●

●

●

●

5.0 4.0

●

●

●

●

6.0 5.0

●

●

●

●

2.0 1.0●

3.0 2.0●●●

4.0 3.0●●●

5.0 4.0●●●

6.0 5.0

●

●

●

GH

ワイド 5.0

カスタム
ヒーリング
アバットメント

●

●

●

●

●

●

●

●

6 一次手術

スプリント
ヒーリング
キャップ

●

●

●

●

7 軟組織のマネジメント

備考

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報46●

ヒーリングアバット
メ ン ト 3mm~6mmを使用した場合には、装着時に歯肉を広げる場合があります。

スプリントアバッ ボールアバット
トメントは二次手 メントはカスタ
術時にスプリント ムヒーリングア
ヒーリングキャッ バットメントをプを組み合わせて 装着することが使用します。
推奨されます。

トランスファーコー
ロケーターアバッ
インプレッションピング S はヒーリ
トメントはカスタ
ポストはヒーリン
ングアバットメンム ヒ ー リン グ ア
グアバットメント
ト 4.0mm、L はバットメントを装6.0mm に 立 ち
6.0mm に立ち上着することが推奨
上がり角度が一がり角度が一致しされます。
致しています。
ています。

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

ポスト
アバットメント

2 適応症／禁忌症

WP（インプラント体直径 φ 4.7/5.2）（単位：mm）
アングル
アバットメント

プレパブル
アバットメント

テンポラリー
アバットメント●●

キャストオン
アバットメント

チタンベースアバットメント

●

●

スプリント
アバットメントボール
アバットメント

ロケーター
アバットメント

トランスファー
コーピング

インプレッションポスト

WP

3 インプラントの埋入位置

直径 高さ カフ高さ（W） （H） （GH）

W
ヒーリング
アバットメント

H

5.5

GH

カスタム
ヒーリング
アバットメント

6.0

3.0 2.0

●

●

●

●

4.0 3.0

●

●

●

●

5.0 4.0

●

●

●

●

6.0 5.0

●

●

●

●

2.0 1.0●

3.0 2.0●●●

4.0 3.0●●●

5.0 4.0●●●

6.0 5.0

●

●

●

●

●

●

●

●

●
5 治療計画・術前準備

ワイド●

4 診査・診断スタン
ダード

2.0 1.0

●

●

●

●

●

6 一次手術

スプリント
ヒーリング
キャップ

●

●

7 軟組織のマネジメント

備考

ヒーリングアバット
メ ン ト 3mm~6mmを使用した場合には、装着時に歯肉を広げる場合があります。

トランスファーコー
スプリントアバッ ボールアバット ロケーターアバッ
インプレッションピング S はヒーリ
トメントは二次手 メントはカスタ トメントはカスタ
ポストはヒーリン
ングアバットメン
術時にスプリント ムヒーリングア ム ヒ ー リ ン グ ア
グアバットメント
ト 4.0mm、L はヒーリングキャッ バットメントを バットメントを装6.0mm に 立 ち
6.0mm に立ち上プを組み合わせて 装着することが 着することが推奨
上がり角度が一がり角度が一致し使用します。
推奨されます。 されます。
致しています。
ています。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報47

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ヒーリングアバットメントの選択
ヒーリングアバットメントの商品名にある数字は高さ（ H ）を示しています。
症例に応じて適切な高さのヒーリングアバットメントを選択してください。

3 インプラントの埋入位置

参考（商品名例）

FBL-HEAL AB-3.0-RP
高さ（H）

4 診査・診断（下図は RP 用のヒーリングアバットメントの一覧です）
5 治療計画・術前準備

商品名

FBL-HEAL AB-2.0-RP

FBL-HEAL AB-3.0-RP

FBL-HEAL AB-4.0-RP

FBL-HEAL AB-5.0-RP

FBL-HEAL AB-6.0-RP

高さ（H）

2.0mm

3.0mm

4.0mm

5.0mm

6.0mm

カフ高さ（GＨ）

1.0mm

2.0mm

3.0mm

4.0mm

5.0mm

模式図
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント※ H は Height, GH は Gingival Height の略

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報48

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

8. 上部構造パーツの口腔内装着について

2 適応症／禁忌症

上部構造パーツの口腔内装着について（ BL インプラント）

1

BL インプラント上部構造パーツは、パーツにより滅菌状況や締結方法、締結トルク、締結用ドライバーが設定されています。
ヒーリング
アバットメント

カスタム
スプリント
スプリント
テンポラリー
ポスト
アングル
プレパブル
キャストオン チタンベース
ヒーリング
アバットメント アバットメント
アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント
アバットメント（ストレート） （アングル）

スプリント
ヒーリング
キャップ

テンポラリー／
ボール
ロケーター
ゴールド
アバットメント アバットメント
シリンダー

滅菌済

未滅菌

3 インプラントの埋入位置

製品名

製品図

NP

締結方法 /
締結トルク RP マニュアル マニュアル（N・cm）

WP

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

滅菌済

滅菌済

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

20

20

20

20

20

20

ー

ー

ー

ー

ー

ー

30

30

30

30

30

30

30

20

マニュアル

20

30

30

フレックス
ドライバー CH

フレックス
ドライバー CHボール
アバットメント
ドライバー

ロケーター
アバットメントドライバー

5 治療計画・術前準備

未滅菌

4 診査・診断

滅菌状態

締結ドライバー
ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ スプリント
フレックス
アバットメント用
ドライバー SH ドライバー SH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH
ドライバー CH
ドライバー+
CH アダプタ【備考】
6 一次手術＊締結トルク欄が “ マニュアル ” の上部構造パーツについてはマニュアル（手締め）で締結してください。

重要注意

オートクレーブ条件
保持温度

保持時間

121~124℃

15 分間

126~129℃

10 分間

8 上部構造パーツの口腔内装着について●未滅菌の製品については、口腔内に装着する前に必ず滅菌を行ってから、使用
してください。
・滅菌条件例（第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2.1 加熱法（ⅰ）高圧
蒸気法による。保持温度及び保持時間は右表参照で行う。）●各上部構造パーツを口腔内に装着する場合は、各上部構造パーツ所定の締結トルク値でインプラント体に設置してください。

7 軟組織のマネジメント

・ヒーリングアバットメントやテンポラリーアバットメントならびに上部構造パーツを装着する際には、各パーツの締結
方法や推奨締結トルクの確認を行い、インプラント体に装着してください。
・インターナルテーパージョイントという構造上、締結トルクによりアバットメントが沈み込むリスクがありますので、
アバットメントの沈み込みを考慮した上部構造の製作とチェアサイドでの咬合調整をしてください。

9 関連情報49

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2上部構造パーツの口腔内装着について（ TL インプラント）

TL インプラント上部構造パーツは、パーツにより滅菌状況や締結方法、締結トルク、締結用ドライバーが設定されています。
製品名

3 インプラントの埋入位置

ヒーリング
アバットメント

テンポラリー
アバットメントポスト
アバットメントダイレクト
アバットメント

アングルアバットメント

キャストオン
アバットメント

スプリント
アバットメント

滅菌済

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

滅菌済

マニュアル

15

35

35

35

35

35

ヘキサロビューラ
ドライバー SH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

スプリント
アバットメント用
ドライバー

チタンベースアバットメントボール
アバットメント

ロケーター
アバットメント

製品図

滅菌状態

4 診査・診断

締結方法 /
締結トルク（N・cm ）

締結ドライバー
5 治療計画・術前準備

製品名

スプリントヒーリング テンポラリー / ゴールド
シリンダー
キャップ

製品図

6 一次手術滅菌状態

締結方法 /
締結トルク（N・cm ）

7 軟組織のマネジメント

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

マニュアル

15

35

35

35

ヘキサロビューラ
ドライバー SH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

ヘキサロビューラ
ドライバー CH

ボールアバットメント
ドライバー

ロケーター
アバットメント
ドライバー

締結ドライバー

【備考】＊締結トルク欄が “ マニュアル ” の上部構造パーツについてはマニュアル（手締め）で締結してください。
重要8 上部構造パーツの口腔内装着について

ヒーリングアバットメントやテンポラリーアバットメント、ならびに上部構造パーツを装着する際には、各パーツの締結
方法や推奨締結トルクの確認を行ってから、インプラント体に装着してください。
注意

9 関連情報●未滅菌の製品については、口腔内に装着する前に必ず滅菌を行ってから、使用
してください。
・滅菌条件例（第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2.1 加熱法（ⅰ）高圧
蒸気法による。保持温度及び保持時間は右表参照で行う。）●各上部構造パーツを口腔内に装着する場合は、各上部構造パーツ所定の締結トルク値でインプラント体に設置してください。

50

オートクレーブ条件
保持温度

保持時間

121~124℃

15 分間

126~129℃

10 分間

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム

9. 関連情報2 適応症／禁忌症

1

器具ケース

器具ケースは、本システムの外科器具や関連器具を滅菌状態で確実に保管するためのものです。

FINESIA インプラントシステムでは、サージカルケース、サージカルケース S、プロステティックケース（補綴用）、ストッパーケー
3 インプラントの埋入位置

スが用意されています。
◆サージカルケース
サージカルケースは、テーパータイプもしくはストレートタイプの手術等でよく使用する全ての器具を保管できるケースです。本ケー
スは直径ならびにプラットフォーム毎にカラーコード化されてインスツルメントの使用順序を矢印で示しています。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報51

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症◆サージカルケース S
サージカルケース S は、テーパータイプもしくはストレートタイプの手術等でよく使用する器具を選択して保管できるケースです。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断
5 治療計画・術前準備◆プロステティックケース（補綴用）
プロステティックケースは、二次手術や上部構造装着時に使用する器具の保管ができるケースです。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報52

SURGICAL PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

ドリルストッパーケース

トレイ上の横列は、埋入するインプラント体直径に応じて配置されており、縦列はストッパーの高さに応じて設定されています。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断

2-1

ドリルストッパーの選択
5 治療計画・術前準備

ファイナルドリル M でφ 3.7mm、骨内長 12mm のインプラン
トのインプラント窩を形成する場合の例です。
ファイナルドリル M サイズを使用する場合には、
φ 37 列の 8/12 No.10 を選択します。
ストッパー No.

6 一次手術

各種ドリルにおける目盛位置（S/M）

ドリルにドリルストッパーを装着

7 軟組織のマネジメント

2-2

ドリル先端を、ドリルストッパーケースの適切なドリルストッパーへ確実に収まるまで差し込みます。
ドリルを引き抜くと、ドリルストッパーが装着されます。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報53

Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3

器具の洗浄と手入れ

インプラントの手術には、高い切削性能を持つ器具が必要不可欠です。以下の内容にご注意の上使用してください。

3 インプラントの埋入位置■ 各器具が破損しないように慎重に取り扱ってください。
■ 各器具は正しい用途にのみ使用してください。
■ 器具に付着した血液、唾液、組織、骨などの汚染物は、手術後直ちに洗浄してください。
器具に付着し乾燥した汚れは腐食の原因になります。
■ 使用済みの器具は、通法により適切な消毒剤に入れてから洗浄してください。
■ 器具に水分が付着したままの状態で保管しないでください。

4 診査・診断■ ドリルの使用回数については添付文書を参照し、適切なタイミングで交換してください。

4

サージカルケースと器具の滅菌について

5 治療計画・術前準備

サージカルケースに器具を収納し、滅菌する場合は、予めサージカルケースを滅菌パックに入れておいてください。
＊ 器具に水分が付着したままの状態で保管しないでください。器具が腐食する場合があります。
＊ 滅菌器にサージカルケースを正しく入れて滅菌してください。
・滅菌条件例
第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2.1 加熱法（ⅰ）高圧蒸気法による。保持温度及び保持時間は以下参照で行う。

6 一次手術

オートクレーブ条件

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報

54

保持温度

保持時間

121~124℃

15 分間

126~129℃

10 分間

SURGICAL PROCEDURE

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。
販売名

分類

一般的名称

承認 / 届出番号

クラス分類

FINESIA BLフィクスチャー BE

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

30400BZX00158000

Ⅲ

ＦＩＮＥＳＩＡ

ＢＬフィクスチャー ファイナタイト

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

22800BZX00035000

Ⅲ

ＦＩＮＥＳＩＡ

ＢＬアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

22800BZX00036000

Ⅲ

FINESIA BL チタンベースアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

22900BZX00097000

Ⅲ

FINESIA BL ロケーターアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

23000BZX00355000

Ⅲ

FINESIA TLフィクスチャー BE

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

30500BZX00286000

Ⅲ

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

22800BZX00038000

Ⅲ

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

22800BZX00039000

Ⅲ

FINESIA TLチタンベースアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

22900BZX00061000

Ⅲ

FINESIA TLロケーターアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

23000BZX00354000

Ⅲ

FINESIA インプラント用手術器具

一般医療機器

歯科用インプラント手術器具

26B1X10012101122

Ⅰ

FINESIA 技工用器具

一般医療機器

歯科インプラント技工用器材

26B1X10012102114

Ⅰ

FINESIA 印象採得用器具

一般医療機器

歯科インプラント技工用器材

26B1X10012102115

Ⅰ

歯科用トルクレンチ

一般医療機器

手術用レンチ

26B1X10012108103

Ⅰ

ドライバーホルダー C

一般医療機器

ドライバ及び抜出器

26B1X10012106106

Ⅰ

KM-ロケーターツール

一般医療機器

歯科インプラント補綴用器具

26B1X10012110101

Ⅰ

ＦＩＮＥＳＩＡ

ＴＬフィクスチャー

ＦＩＮＥＳＩＡ

ＴＬアバットメント

ファイナタイト

製造販売元：京セラ株式会社

55

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501

Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

東京都港区三田三丁目5番19号（住友不動産東京三田ガーデンタワー23F）〒108-8316

Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560

大阪市淀川区宮原3 丁目3-31（上村ニッセイビル9F）〒532-0003

Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157

札幌市中央区北1条西3丁目3（札幌MNビル10F）〒060-0001

Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

名古屋市中区丸の内3丁目20-17（KDX桜通ビル8F）〒460-0002

Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560（注）デンタル営業部のご連絡先窓口は東京事業所となります。

岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F）〒700-0826

Tel:086-803-3625 Fax:026-225-2289

福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト6F）〒812-0013

Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

www.ﬁnesia.world「FINESIA」「Relios」「インプランター」
は、
京セラ株式会社の登録商標です。
当カタログに記載の情報は2024年5月時点のものです。

Ⓒ 2024 KYOCERA Corporation
202405K D-209-1 005491 BCZD31001 Ver1.0

当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。