漏れ電流試験器 ST5540,ST5541
LEAK CURRENT HiTESTER ST5540,ST5541

安全規格測定器

電気安全に不可欠な漏れ電流測定
IEC60601-1 3rd に対応（ST5540）した漏れ電流測定器が誕生 !!
測定方法を改善し、タクトタイムを大幅に削減 !!（無停電極性切替機能）
定格電流 20A まで対応 ( 新規格製品にも余裕を持って対応可）

2

医用電気機器
IEC60601-1：（2005）3rd 対応の ST5540
全ての規格に対応（全ネットワーク搭載）
医用電気機器の漏れ電流は、接地漏れ電流、接触電流の他に患者漏れ電流や患者測定電流などがあります。ST5540 はこれらの漏れ電流を 1 台ですべて測定できます。

記載してある規格番号は一例です。搭載ネットワークに該当する規格にはすべて使用できます。

電気機器は感電等の危険を防止するために、人が触れる恐れのある部分と電源間は絶縁されています。
しかし、絶縁抵抗が無限大ということはなく、必ず漏れ電流が存在し、経時変化による絶縁劣化で漏れ電流も変化します。漏れ電流試験器 ST5540、ST5541 は電気機器の漏れ電流測定を簡単に行うことができ生産ラインから保守・点検まで幅広くご使用になれます。

ST5540 で対応可（医用）JIS 規格

電気用品
安全法
JIS 規格JIS T0601-1：（1999）

IEC 規格（医用）IEC 規格

UL 規格

IEC60601-1：（2005）3rd■ ST5540/ST5541 機能比較
測 定 モード
ST5540
医用電気機器ST5541
一般電気機器カテゴリ

適応規格● 患者漏れ電流（患者接続部 - 対地間）
• 医療業界（臨床工学技士会等） •IEC60601-1 3rd● 患者漏れ電流（SIP/SOP 上の外部電圧） • 医療機器メーカ・販売業者 •IEC60990● 患者漏れ電流（特定 F 型装着部の外部電圧）• 医療機器修理・メンテ業者● 患者漏れ電流（患者接続部の外部電圧による電流） • 病院
● 患者測定電流● 合計患者漏れ電流（患者接続部 - 対地間）
● 合計患者漏れ電流（SIP/SOP 上の外部電圧）● 合計患者漏れ電流（特定 F 型装着部の外部電圧）● 合計患者漏れ電流（患者接続部の外部電圧による電流）● ● 接触電流（ 外装 - ライン間 )● ● 接触電流（ 外装 - 接地間 )● ● 接触電流（ 外装 - 外装間 )● ● 接地漏れ電流● ● フリー電流測定• 公的機関• 電気自動車業界• 一般電気機器メーカ• 家電業界• 情報機器業界※ ST5540 は旧医用規格にも対応しています。

• 電気自動車規格
UL2231-1、
UL2231-2• 電気用品安全法•IEC,JIS,UL 各種

3一般電気機器の規格・法律に準拠する測定に ST5541
ネットワーク（人体模擬抵抗）は各規格でそれぞれ基準が定められており、測定に際しては規格に準拠したネットワークが必要です。

ST5541 は各規格（医用電気機器以外）に対応するネットワークを標準装備しています。

電気用品安全法ST5541 で対応可

『電気用品の技術上の基準を定める省令』

JIS 規格JIS B8561：（2007）、JIS C9250：（1992）+A1：（2007）他

IEC 規格IEC60065（2001）＋ A1：（2005）
IEC60335-1（2001）＋ A1：（2004）＋ A2：（2006）
IEC60950-1（2005）、IEC60990（1999）
IEC61010-1（2001）IEC60601-1（1988） A2：（1995）他

UL 規格
UL2231-1（2002）、UL2231-2（2002）
UL492（1996）、他

漏れ電流測定に頼れる一台4ST5540・ST5541 の特長■無停電極性切替機能■試験の信頼性を UP

電源の極性を切り替える際に電源を切ることなく試験が可能でタクトタイム短縮に貢献！！

ヒューズ断線チェック機能搭載
下限値設定をする事により意図しないプローブ外れを測定開始と同時に確認！！

被測定機器への電源供給をストップすることなく極性を切替えます。（特許出願中）
従来モデルでは、極性切替えの際に被測定器を立ち上げ直す必要がありましたが、ST5540、ST5541
はスムーズに次工程の検査に移行できます。
LN※ GND の切替えだ
けで、電源は供給さAC

E

ST5540ST5541れ続けます。
【特許出願中】※絶縁トランスとの組合せが必要です。（別途購入）■被測定機器用ブレーカ付
検査ラインの組込みに適したベンチタイプで、前面にアウトレット・端子台・ブレーカを配置し、ラックマウント後も被測定機器の接続が容易です。

■保護導体電流測定機能
IEC60990、IEC60950-1 等で規定されている保護導体電流測定ができます。

■自動測定機能
操作は簡単、電源極性の切替えや正常状態・単一故障状態の測定が自動ででき、最大値が表示されます。測定時間や待ち時間の設定も可能です。操作時間の短縮に役立ちます。

■ 110％電圧印加端子
医療機器検査で使用の 110％電圧印加端子です。
被測定機器用ライン電源に供給された電圧を 1：1 で出力します。極性の切替えも可能です。
（ST5540 のみ）■ 100 台分測定データを保存
測定データ（最大値）を内蔵メモリに保存できます。保存データは測定終了後、保存データの参照画面で確認することができます。登録した機器名／管理番号を 1 ユニットとして、100 ユニットまで保存できます。また、最大で 2000 個、最大値のデータを保存できます。測定現場にメモは必要ありません。

■対話形式で簡単な操作■最大 30 通りの測定条件を保存

パネルの表示に従って選択項目にタッチするだけで設定ができるタッチパネルを採用、操作は簡単

最大 30 通りの測定条件の保存および読出ができ、測定条件を素早く切替えできます。

です。

最大値表示

現在の測定値

許容設定値に対する判定結果

電源の故障状態の種類や、被測定機器の動作によって変化する漏れ電流の最大値を表示します。

データ保存

電源極性／機器の状態／測定電流

測定データ：最大 100 台分
測定条件：最大 30 通り

許容値
規格に対応した上限許容値が自動設定されます。必要に応じて設定値を自由に変更できます。

［測定画面］

5

未来を見据えた拡張性■規格に沿った測定に必要なスイッチ端子

電源線片線切れ模擬回路
電源極性切替部

AC

接続用端子

アウト レ ッ ト

イン レ ッ ト

IEC60601-1 に沿った漏れ電流測定に必要な端子をご用意致しました。
外付けで用意する必要はありません。
S10 端子： 測定用電源システムの接地点に機能接地端子を接続するためのスイッチ

被測定機器接地への接続は漏れ電流測定時に設定することができます。

S12 端子： 測定用電源回路の接地点に患者接続部を接続するためのスイッチ

S10

接地への接続は漏れ電流測定時に設定することができます。
S13 端子： 保護接地していない接触可能金属部を大地に接続するためのスイッチ
接地への接続は漏れ電流測定時に設定することができます。
E 端子 ：【LINE IN】の E( 大地 ) に接続されています。
常に接続されているため、設定はできません。

接地線切れ模擬回路

S12
S13
EST5540 の内部回路※ S10、S12、S13、E は ST5540 のみ■ RS-232C ポートを標準装備■ USB を標準装備

RS-232C ポートを使用し、パソコンからの制御、9442 プリンタ（オプション）でのデータ印字が可能

製造ライン等での自動検査が容易 !!
（※ USB メモリとの接続は不可、通信のみ）■本体用電源と被測定機器用ラインを分離■定格電流 20A まで対応

本体電源と被測定機器用ライン電源を分離し、電源電圧の誤入力による故障を防止できます。
被測定機器の電源電圧が異なっても ST5540,ST5541 の電源電圧を変える必要はありません。

電流 20A 電圧 250V まで対応。
大きな電流に対応できる事により、新分野の電気自動車、家電等、対応できる製品が広がりました。

（被測定機器用ライン電源端子台）■ EXT I/O による外部コントロール

EXT I/O の内容

測定開始や測定条件のロードが外部からコントロールでき ●出 力
TESTます。また、判定結果、テスト信号などの外部出力ができ、MEAS自動化ラインの構築が可能です。
PASS
入力信号
アクティブ LOW 入力
最大印加電圧 EXT.DCV 端子への入力電圧
HIGH レベル EXT.DCV 端子への入力電圧
またはオープンLOW レベル DC0.3V 以下
出力信号
オープンコレクタ出力
最大負荷電圧 DC24V（EXT.DCV 端子を使用しない場合）
最大出力電流 DC60mA/1 信号（LOW レベル時）

FAIL
LOW
T-FAIL
INT.DCV
INT.GND●入： 自動測定中、LO を出力し続ける： 自動測定中、複数項目の測定中にその回数分出力する： 各測定項目毎に判定結果 PASS を出力： 各測定項目毎に判定結果 FAIL を出力： 自動試験中に一度でも LOW があれば出力し続ける： 自動試験中に一度でも FAIL があれば出力し続ける： 内部 DC5V 出力 ( 内部回路と非絶縁 )： 内部 GND 出力 ( 筐体接地 GND レベルと同一 )

力

START
： LO で自動測定を開始
STOP： LO で強制終了
LOAD(0 〜 4) ： セーブしたパネルを読み出す (30 パネル )： 外部電源入力 DC5V 〜 24V
各測定項目毎に判定結果を出力する他、自動試験中に一度で EXT.DCV
EXT.COM： 外部 COM 入力
も FAIL があれば出力し続ける T-FAIL 出力も備えています。KEYLOCK ： スタート（開始）スイッチ以外を無効にする

6ST5540・ST5541 仕様
■一般仕様
表示

部 ： 320 × 240 ドットマトリクス LCD（バックライト付）

操作

部 ： 6 × 6 マトリクスタッチパネル

耐圧 ： [ 電源端子一括 ] － [ 保護接地 ] 間
AC1.39kV（5mA）15 秒間[ 測定端子一括 ] － [ 電源端子一括 ] 間AC2.30kV（10mA）15 秒間[ 測定端子一括 ] － [ 制御回路 ] 間
AC2.30kV（10mA）15 秒間
適合規
格 ： EMC；EN61326
EN61000-3-2
EN61000-3-3
安全性； EN61010
伝 導 性 無 線 周 波 ： 3V にて 3％ f.s. 以下
電 磁 界 の 影 響 ：（AC500 μ A レンジ測定時の代表値）
付属品 ： ST5540：L2200 テストリード 1 セット（赤 1、黒 1）+ テストリード L2200 の赤 1

使 用 温 湿 度 範 囲 ： 0℃〜 40℃、80％ rh 以下（結露なきこと）
保 存 温 湿 度 範 囲 ： -10℃〜 50℃、80％ rh 以下（結露なきこと）
確度保証温湿度範囲 ： 23℃± 5℃、80％ rh 以下（結露なきこと）
確 度 保 証 期 間 ： 1 年間
使用場
所 ： 屋内使用、高度 2,000m 以下

本 体 用 電 源 ： AC100V ／ 120V ／ 220V ／ 240V から指定
定格電源周波数；50 ／ 60Hz
定格電力；30VA
被測定機器用ライン電源 ： 定格電源電圧；AC100V 〜 240V
およびアウトレット 定格電源周波数；50 ／ 60Hz
定格電流：入力；端子台：20A
出力；端子台：20A
アウトレット：15A
ア ウ ト レ ッ ト 最 大 ： 50mA
許 容 漏 れ 電 流

電ST5541：L2200 テストリード 1 セット（赤 1、黒 1）
9195 面接触プローブ 1 枚、CD-ROM（USB ドライバ）1 枚
電源コード 3 本 ( 本体用 1 本、測定機器ライン供給用 2 本 )、予備ヒューズ  1 個（測定用 250V F 50mAL）

寸質

法 ： 約 320（W）× 110（H）× 253（D）mm
量 ： 約 4.5kg■漏れ電流測定部
測定
電流 ： DC/AC/AC ＋ DC/ACpeak
許 容 測 定 電 流 ： 最大 50mA（DC/AC/AC ＋ DC モード）
最大 75mA（ACpeak モード）
測 定 レ ン ジ 構 成 ： DC/AC/AC ＋ DC モード；
50 μ A/500 μ A/5mA/50mA
ACpeak モード；
500 μ A/1mA/10mA/75mAレ ン ジ 切 替 え ： AUTO/HOLD
ト リ ガ 方 式 ： 手動： 内部で自動的にトリガを発生し、フリーラン測定
自動：外部スタート信号による測定開始
測   定   端   子 ： T1 端子、T2 端子（ヒューズホルダ内蔵）、T3 端子（110％電圧印加端子：ST5540 のみ）

入   力   容   量 ： 150pF 以下（T1、T2 端子間）
（f=100kHz、ネットワーク回路分離にて、ケーブル込み）
C      M      R      R ： 60dB 以上 at 60Hz /60dB 以上 at 10kHz（ T 1 、T 2 端 子 40dB 以上 at 100kHz/40dB 以上 at 1MHz
一 括 - 筐 体 間 ） （ネットワーク回路分離、かつヒューズ短絡にて）■ネットワーク（人体模擬抵抗）● 医用電気機器用 ： 基本測定素子；1k Ω
ネットワーク B
フィルタ ；10k Ω＋ 15nF
（ST5540 のみ）●電気用品安全法用 ： 基本測定素子；1k Ω
ネットワーク A
フィルタ ；10k Ω＋ 11.22nF ＋ 579 Ω： 基本測定素子；1.5k Ω＋ 500 Ω● IEC60990 用
ネットワーク C
フィルタ 1；10k Ω＋ 22nF
フィルタ 2；10k Ω＋ (20k Ω＋ 6.2nF)//9.1nF●UL 用  ネットワーク D ： 基本測定素子；1.5k Ω //0.15 μ F●汎用 1  ネットワーク E ： 基本測定素子；1k Ω●汎用 2  ネットワーク F ： 基本測定素子；2k Ω● IEC61010-1 用 ： 基本測定素子；375 Ω +500 Ω
ネットワーク G
フィルタ ；375 Ω //0.22μF＋ 500 Ω： 基本測定素子（35 Ω）● 保護導体電流（※ 110％印加には昇圧型絶縁トランスなどが必要です。）

測定方式 ： 人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示
真の実効値測定
測定部は本体接地とフローティング
A/D 変 換 方 式 ： ΔΣ方式（20bit）
対 地 間 容 量 ： 200pF 以下（T1、T2 端子 - 筐体接地間）
入   力   抵   抗 ： 1M Ω± 1％（シングルエンド入力）
電圧計測部、人体模擬抵抗 ( 電流検出回路） 含まず■確度（電流測定部）■確度保証温湿度範囲：23℃± 5℃、80％ rh 以下、結露なきこと ■温度係数：0.1 ×基本確度× (T-23) を加算；使用温度 T[℃ ]   ■ウォームアップ時間：20 分 ■ネットワーク D,F 使用時の確度保証範囲（各レンジのフルスケール値）は、それぞれ約 1/1.5、1/2■理論値 1k Ωの無誘導抵抗をネットワークとし、その両端の電圧を検出した場合の算出値 ■電圧計モードにした場合も以下の確度に準ずる］●測定モード：DC●測定モード：AC ※ 1 ／ AC ＋ DC
レンジ
50.00mA
5.000mA
500.0 μA
50.00 μA

確度保証範囲 分解能確度
0.1Hz ≦ f ＜ 15Hz ※ 2 DC ≦ f ≦ 100kHz 100kHz ＜ f ≦ 1MHz4mA 〜 10 μ A
400 μ A 〜
1 μ A ±（4.0％ rdg. ＋ 10dgt.） ±（2.0％ rdg. ＋ 6dgt.） ±（2.0％ rdg. ＋ 10dgt.）
40 μ A 〜 0.1 μ A
4 μ A 〜 0.01 μ A ± 4.0％ f.s. ± 2.0％ f.s. ± 2.0％ f.s.

●測定モード：ACpeak ※ 3
レンジ
75.0mA
10.00mA
1.000mA
500.0 μA

確度保証範囲

分解能

レンジ
確度保証範囲 分解能
確度
50.00mA
4mA 〜 10 μ A
5.000mA 400 μ A 〜
1 μ A ±（2.0％ rdg. ＋ 6dgt.）
500.0 μ A 40 μ A 〜 0.1 μ A
50.00 μ A
4 μ A 〜 0.01 μ A± 2.0％ f.s.

●電圧モニタ確度
確度
15Hz ≦ f ≦ 10kHz 10kHz ＜ f ≦ 100kHz 100kHz ＜ f ≦ 1MHz8mA 〜 100 μ A±（2.0％ rdg. ＋ 6dgt.）
0.8mA 〜 10 μ A
100 μ A 〜
1 μ A ± 2.5％ f.s.
40 μ A 〜 0.1 μ A ± 4.0％ f.s.

±5.0％ rdg.

± 15.0% f.s± 20.0% f.s

レンジ
300.0V

確度保証範囲 分解能
0.1V
85V 〜※ 4

確度±（5.0％ rdg. ＋ 10dgt.）●電流モニタ確度［測定方式：平均値応答、実効値換算］
レンジ20A

確度保証範囲 分解能
0.5A 〜※ 5 0.1A

確度±（2.0％ rdg. ＋ 5dgt.）■保護導体電流確度●測定モード：DC ／ AC ※ 4 ／ AC ＋ DC
レンジ

確度保証範囲

分解能50.00mA 12.00mA〜50.00mA 10 μ A
10.00mA 1.30mA〜13.00mA 10 μ A●測定モード：ACpeak

確度
確度
レンジ
確度保証範囲 分解能
15Hz ≦ f ≦ 10kHz 1kHz ＜ f ≦ 100kHz 100kHz ＜ f ≦ 1MHz
DC,15Hz ≦ f ≦ 100kHz 100kHz ＜ f ≦ 1MHz
±25.0％ f.s±（2.0％ rdg. ＋ 6dgt.）±（5.0％ rdg. ＋ 20dgt.） 75.00mA 12.0mA〜75.0mA 100 μ A ±（2.0％ rdg. ＋ 6dgt.） ±5.0％ f.s±2.5％ f.s
±5.0％ f.s
±25.0％ f.s±（2.0％ rdg. ＋ 6dgt.）±（5.0％ rdg. ＋ 20dgt.） 10.00mA 1.30mA〜13.00mA 10 μ A※ 1  測定モードが AC の場合、ハイパスフィルタの周波数特性（fc = 4Hz）が加算される。
※ 2 ST5540 のみ※ 3 ネットワーク A、B およびネットワークＣ（フィルタＯＦＦ時）は設定不可。
※ 4 80V 未満は“80V 未満”と表示。
※ 5 0.5A 未満は“0.5A 未満”と表示。

7

病院電気設備の安全基準
JIS T 1022:2006 の測定に 3157
接地幹線

■接地センタ - 接地端子間測定
接地分岐線

医用接地センタ

用接地センタ間の電気抵抗を、無負荷電圧 6V 以下の交流電流によって約 25A の電流を流し、電圧降下

接地分岐線

医用コンセント
医用接地端子

医用室

医用コンセントの接地極刃受け、または医用接地端子の端子部と医法で測定して、0.1 Ω以下であることを確認します。
※この測定には別途、延長ケーブルが必要になります。
特別注文品となる為、最寄りの営業所にお問い合わせください。

接地極

漏れ電流試験と保護導通試験はセット！
電気機器の安全性点検の主要なものに、・漏れ電流試験：ST ５５４０、ST ５５４１で測定可能
・保護導通試験（接地線抵抗試験、アース導通試験とも呼ばれます）：３１５７で測定可能
上記 2 点があります。
・病院電気設備の安全基準 JIS T 1022：２００６の測定にも 3157 は使用可能です。

保護導通試験器3157

規格試験に不可欠な保護導通試験器
3157 （電源 : AC100 〜 120 V）. . . . . . . . . . . . . . . ￥200,000（税込￥210,000）
3157-01（電源 : AC100 〜 120 V/200 〜 240 V 切換え仕様）. . . ￥215,000（税込￥225,750）●オプション
オプション

オプション

インタフェース挿入口

電気安全試験ソフト 9267 ……………………………………… ￥20,000（￥21,000）
片手用リモコン（スタート / ストップ制御用）9613 ……… ￥17,000（￥17,850）
両手用リモコン（スタート / ストップ制御用）9614 ……… ￥20,000（￥21,000）
GP-IB インタフェース 9518-02 ……………………………… ￥45,000（￥47,250）
GP-IB 接続ケーブル（2 m）9151-02 ………………………… ￥28,000（￥29,400）
RS-232C インタフェース 9593-02 …………………………… ￥38,000（￥39,900）＊ 9593-02 と 9446 接続ケーブルで 9442 プリンタも使用できます。
（税込価格）＊ RS-232C ケーブル 9638 を使用する場合、3157 のハンドシェイク機能は使用できません。

本体のみでは測定できません。測定目的に応じてオプションの 9296 電流
プローブ 2 本、または 9296 電流プローブと 9297 電流印加プローブ各 1本を別途ご購入ください。

EXT I/O

対応規格例● IEC60065● IEC60335-1● IEC60601-1● IEC60950-1● IEC61010-1● JIS-C1010-1●電気用品安全法● UL（各種該当規格）●国内外の各種安全規格・法律に準拠した保護導通試験が容易に可能
医療用電気機器および一般電気機器の保護導通抵抗測定
電気工作機器、配電盤設置の際のアース接続検査
医療設備の保護接地、等電位接地工事の検査
大電流を流しての接触状態の評価●負荷変動でも安定した定電流を印加できるフィードバック制御方式●被試験機器に接続確認後、電流を印加するソフトスタート機能

8便利

データプリンタ 9442
RS-232C インタフェース端子を使用してオプションのプリンタ 9442 でデータ印字ができます。
検査データの添付などに便利です。
印字方式：感熱シリアルドット方式
紙幅 / 印字スピード：112 mm/52.5 cps
電源：AC アダプタ 9443、または付属のニッケル水素電池（9443 にて充電
フル充電で 約 3000 行印字可能）
寸法：約 160W × 66.5H × 170D mm
質量：約 580 g

プリンタ 9442（オプション）■ 保存したデータを印刷保存した測定データを表示します。
( 同じデータユニットの中ならどこで印刷キーを押しプリント内容（下記から印字項目選択可能）
●測定日
●許容値
●機器名
●最大値
●管理番号
●判定結果
●クラス（装着部） ●測定電流（AC、DC、AC+DC、ACpeak）●ネットワーク●電源極性（正相、逆相）●測定モード●機器の状態（正常、接地線切れ）●フィルタ設定※ 9442 接続には、接続ケーブル 9444 および AC アダプタ 9443 が必要です。

プリンタ印字例てもデータユニット内の全てのデータを印刷します。)

安全規格

日付
機器名
管理番号
接地クラス・装着部
ネットワーク
測定モード
フィルタ
許容値（上限）許容値（下限）
最大値
判定結果
極性状態

絶縁トランス
医用電気機器の測定など、規格により必要となります。定格容量に合わせてご購入ください。

■ 漏れ電流試験器用品のご紹介※適用規格により絶縁トランスが必要となる場合があります。
製品に関しましてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
絶縁トランス型名：100V － 110V 仕様（国内） HSW-2KSP
240V － 264V 仕様（海外） HSW-5KSP
お問い合わせ先：株式会社東京理工舎
TEL. 048-856-3851（代）<URL>http://www.tokyorikosha.co.jp

定価

漏れ電流試験器 ST5540、ST5541
漏れ電流試験器 ST5540 …￥350,000（税込￥367,500）
漏れ電流試験器 ST5541 …￥250,000（税込￥262,500）●オプション
RS-232C ケーブル（9 ピン - 9 ピン / クロス /1.8m）9637
RS-232C ケーブル（9 ピン -25 ピン / クロス /1.8m）9638
プリンタ 9442
AC アダプタ 9443-01（プリンタ用、日本用）
AC アダプタ 9443-02（プリンタ用、EU 用）
接続ケーブル 9444（プリンタ用）
記録紙 1196（25 m、10 巻）（税込価格）¥ 1,500 （¥ 1,575）¥ 1,800 （¥ 1,890）¥ 57,000（¥ 59,850）¥ 11,000（¥ 11,550）¥ 11,000（¥ 11,550）¥8,000 （¥8,400）¥7,800 （¥8,190）

先端側
先端側

本体差し込み側

面接触プ ローブ 9195

テストリード L2200（標準付属）
定価¥ 2,000（税込価格¥ 2,100）（標準付属）
定価¥ 1,000（税込価格¥ 1,050）

ST5540：L2200 テストリード 1 セット（赤 1、黒 1）+ テストリード L2200 の赤 1
ST5541：L2200 テストリード 1 セット（赤 1、黒 1）■このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
■ご購入時に成績表および校正証明書を希望されるお客さまは、別途ご発注をお願いいたします。

北関東（営）TEL 048-266-8161 FAX 048-269-3842〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

お問い合わせは…

横 浜（ 営 ）TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559 名古屋（営）TEL 052-462-8011 FAX 052-462-8083〒386-1192 長野県上田市小泉 81〒 450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 24F
東 北（ 営 ）TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 大 阪（ 営 ）TEL 06-6380-3000 FAX 06-6380-3010〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-17-26
長 野（ 営 ）TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 広島オフィス TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253〒 731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13〒386-1192 長野県上田市小泉 81■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS 認定登録事業者

東 京（ 営 ）TEL 03-5835-2851 FAX 03-5835-2852 福 岡（ 営 ）TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-3-3〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19〒 386-1192 長野県上田市小泉 81

TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824※このカタログの記載内容は 2011 年 6 月 28 日現在のものです。 ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。
※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課（TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail : info@hioki.co.jp）までお願いいたします。
※輸出に関するお問い合わせは外国営業課（TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail : os-com@hioki.co.jp）までお願いいたします。

ST5540J3-16E-03K