電子式マルチメータ
ＨＸＭ－９６
取扱説明書

本ﾒｰﾀを正しくご使用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。
お読みになった後、いつでも見られるところに大切に保管ください。

安全にご使用いただくための注意点
1.使用環境や使用条件について
以下のような場所では使用しないでください。
・周囲温度が使用温度範囲(-10～55℃)を超える場所。
・周囲湿度が使用湿度範囲(30～85%RH)を超える又は結露する場所。
・腐食性ガス、粉塵、塩分、油煙の多い場所。
・雨水、水滴のかかる場所。
・直射日光の当たる場所。
・標高 2000m を超える場所。
2.取付･接続について
・安全のために取付･接続は電気工事などの専門知識を有する方が行ってください。
・本ﾒｰﾀを落下させないように注意してください。
・感電などの事故防止のため、活線工事はしないください。
・接続は接続図を十分に確認のうえ、行ってください。
・接続時に電線の切れ端等の異物が内部に侵入しないように注意してください。
・適切な電線ｻｲｽﾞで接続してください。
・より線で接続する場合は、電線ｻｲｽﾞに適合した棒端子を使用してください。
・電源部･電圧部の端子は強い力で引っ張った場合、抜ける恐れがありますので、注意してください。
・端子ネジの締め付けは規定のﾄﾙｸで締めてください(増し締めの実施をお勧めいたします) 。
・入出力信号線･伝送信号線は、動力線や高圧線及びﾉｲｽﾞの発生源となる電線に結束するなど近くに配線しないようにしてください。
・通信線の終端は Ter 端子と RS+を短絡してください。
3.ご使用前の確認点について
・電源電圧･入力電圧･入力電流･周波数が仕様範囲内であることを確認してください。
・相線式･電圧一次側定格値･電流一次側定格値等の設定値が正しく設定されていることを確認してください。
・通信局番･通信速度等の設定値が正しく設定されていることを確認してください。
4.ご使用方法について
・本ﾒｰﾀは電気料金の取引用としてご使用いただけません。
・ｽｲｯﾁ操作時に必要以上に強い力を加えないでください。
・ｽｲｯﾁ操作は本書を確認しながら行ってください。
・本ﾒｰﾀを分解･改造して使用しないでください。
・設定中に停電した場合、正しく設定されません。復電後、再設定をおこなってください。
・停電中は電力量の計量、通信をしません。
5.保管方法について
以下のような場所では保管しないでください。
・周囲温度が保存温度範囲(-20～70℃)を超える場所。
・周囲湿度が保存湿度範囲(30～85%RH)を超える又は結露する場所。
・腐食性ガス、粉塵、塩分、油煙の多い場所。
・雨水、水滴のかかる場所。
・直射日光の当たる場所。
・標高 2000m を超える場所。
【保証】
本製品は海外向けに開発した電力量ﾒｰﾀです。納入後１ヶ年以内に製造者の責任と明らかに認められる不具合に対しては、無償で交換致しますが、修理や不具合の調査は実施いたしません。
又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を言い、納入品の故障に起因する損害については、補償範囲外とさせていただきます。
但し、下記のような場合には、保証期間中であっても補償対象外とさせていただきます。
(1)誤った使用方法あるいは取扱上の不注意による故障や損傷。
(2)不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
(3)お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
(4)地震、火災、風水害、公害その他の天災地変、異常電圧によって生じた故障や損傷。
【注意事項】
本製品は一般的な計測装置であり、特別な品質･信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす
恐れのある用途(航空･宇宙用･海底中継器･原子力制御システム･交通機器･医療機器･安全装置等)にご使用をお考えの際は、事前に弊社
営業窓口までご相談ください。

1

目

次

【1】概

要 ............................................................................................................................................................ 4【2】形

名 ............................................................................................................................................................ 4【3】仕様 ............................................................................................................................................................ 5(1) 参考規格 ...................................................................................................................................................... 5(2) 最大定格 ...................................................................................................................................................... 5(3) 電気特性 ...................................................................................................................................................... 5(4) 計測項目と固有誤差及び許容限度 ............................................................................................................... 5(5) 表示仕様 ...................................................................................................................................................... 5(6) 入出力仕様 ................................................................................................................................................... 5(7) USB メモリ機能（ｵﾌﾟｼｮﾝ）........................................................................................................................... 6(8) 絶縁抵抗試験 ............................................................................................................................................... 6(9) 電圧試験 ...................................................................................................................................................... 6(10) 雷ｲﾝﾊﾟﾙｽ耐電圧試験 ................................................................................................................................... 6(11) EMC ｲﾐｭﾆﾃｨ試験 ........................................................................................................................................... 6(12) 振動衝撃試験 ............................................................................................................................................. 6(13) 過電流の影響試験 ...................................................................................................................................... 6(14) 使用条件 .................................................................................................................................................... 6(15) 停電補償 .................................................................................................................................................... 6(16) 消費電力 .................................................................................................................................................... 6【4】外形 ............................................................................................................................................................... 7(1) 外形寸法図 ................................................................................................................................................... 7(2) 質量 ............................................................................................................................................................. 7(3) ｹｰｽ仕様 ........................................................................................................................................................ 7(4) 端子図 .......................................................................................................................................................... 8【5】パネル取付について ...................................................................................................................................... 9(1) ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ寸法 ................................................................................................................................................. 9(2) ﾊﾟﾈﾙ取付方法 ............................................................................................................................................... 9【6】オプションユニット取付について ............................................................................................................... 10(1) ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ取付方法 .................................................................................................................................. 10(2) ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ取外し方法 ............................................................................................................................... 10【7】接続図 .......................................................................................................................................................... 11(1) 単相 2 線 .................................................................................................................................................... 11(2) 単相 3 線 .................................................................................................................................................... 11(3) 三相 3 線 .................................................................................................................................................... 11(4) 三相 4 線 .................................................................................................................................................... 11(5) MODBUS 通信 ................................................................................................................................................ 11(6) 補助電源 .................................................................................................................................................... 11(7) 警報出力 .................................................................................................................................................... 11(8) 接点入力/警報出力（ｵﾌﾟｼｮﾝ） .................................................................................................................. 11(9) Modbus/TCP（ｵﾌﾟｼｮﾝ） ............................................................................................................................... 11(10) MODBUS 通信の配線の注意点 ..................................................................................................................... 122

【8】表示仕様 ...................................................................................................................................................... 13【9】操作スイッチ ............................................................................................................................................... 13【10】運転について ............................................................................................................................................. 14【11】設定について ............................................................................................................................................. 14(1) 設定操作について ...................................................................................................................................... 14(2) 設定項目及び出荷時設定 ........................................................................................................................... 14(3) 設定方法 .................................................................................................................................................... 15【12】表示について ............................................................................................................................................. 20(1) 計測値表示について .................................................................................................................................. 20(2) 最大値､最小値表示について ...................................................................................................................... 20(3) 状態表示について ...................................................................................................................................... 20(4) その他 ........................................................................................................................................................ 20【13】状態表示について ...................................................................................................................................... 21(1) 状態表示操作について ............................................................................................................................... 21(2) 01 Version ................................................................................................................................................. 21(3) 02 Phase Indicator .................................................................................................................................. 21(4) 03 IO Check ............................................................................................................................................... 21(5) 04 COM Check ............................................................................................................................................. 21(6) 05 Save Log File ...................................................................................................................................... 22【14】積算値の初期化について ........................................................................................................................... 24(1) 設定操作について ...................................................................................................................................... 24(2) ﾌﾟﾘｾｯﾄ方法について .................................................................................................................................. 24【15】設定初期化について .................................................................................................................................. 24【16】警報ﾘｾｯﾄについて ...................................................................................................................................... 24【17】計測表示項目記号 ...................................................................................................................................... 25(1) 単相 2 線式 ................................................................................................................................................. 25(2) 単相 3 線式 ................................................................................................................................................. 26(3) 三相 3 線式 ................................................................................................................................................. 27(4) 三相 4 線式 ................................................................................................................................................. 28【18】補足説明 .................................................................................................................................................... 29(1) 設定操作について ...................................................................................................................................... 29(2) ｱﾅﾛｸﾞ表示仕様について ............................................................................................................................. 29(3) 電力､無効電力､皮相電力､力率の符号について ......................................................................................... 30(3) エラー画面 ................................................................................................................................................. 31

3

【1】概

要

本ﾒｰﾀは､指示計器と変換器を一体化し計測内容を一度に最大 4 要素(ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ×4､ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ×4)表示できる 96mm 角ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ計器です。
また､切替により計測値のｱﾅﾛｸﾞ表示が可能です。
RS-485 及び警報出力機能を標準装備しており､遠隔地からの監視が可能です。
液晶ﾊﾟﾈﾙは従来のｾｸﾞﾒﾝﾄ表示方式からﾌﾙﾄﾞｯﾄ表示方式を採用することで､表示内容及び設定項目等を読みやすくしました。

【2】形

名

(1)製品本体
ＨＸＭ－９６－① ② ③－９ ⑤ ０ ― ⑦
①②

③

相線式
99

電圧入力定格単相 2 線･単相 3 線･
三相 3 線･三相 4 線(設定切替)

線間電圧

100.0-480.0V

AC

相電圧

57.7-277.0V

AC

⑤

⑦

ｵﾌﾟｼｮﾝ（発注時指定）

補助電源
1

0

無

9

USB ﾒﾓﾘ

電流入力定格80-264V

AC/DC(2)ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ
ＨＸＭ－９６－Ｏ Ｐ－ ⑧ ⑨ ⑩⑧⑨⑩DA0接点入力(DI)×3/警報出力(ALM)×3

MT0

Modbus/TCP

4

9

1A･5A

AC

【3】仕

様

(1) 参考規格(4) 計測項目と固有誤差及び許容限度

IEC62052-11､IEC62053-22､IEC62053-23､IEC62053-31､IEC61010-1(4-1)固有誤差
計測項目(2) 最大定格

名称(2-1)電源部
最大定格
AC 供給
DC 供給

264V

備

考

AC(43～67Hz)
264V DC(2-2)入力部
相線式

最大定格設定の 1.2 倍
設定の 1.2 倍
45-65Hz

力率0(capacitive)～100～0(inductive)

電力※

設定の 1.2 倍

無効電力※

設定の 1.2 倍

電流

設定の 1.2 倍

線間電圧設定の 1.2 倍

単相 3 線

三相４線

備

電流
線間電圧
周波数
単相 2 線

三相３線

0(capacitive)～100～0(inductive)
設定の 1.2 倍
設定の 1.2 倍

電流

設定の 1.2 倍

線間電圧
周波数
力率
電力※
無効電力※

設定の 1.2 倍
45-65Hz0(capacitive)～100～0(inductive)
設定の 1.2 倍
設定の 1.2 倍

電流
線間電圧
相電圧
周波数
力率
電力※
無効電力※

最小

AC 電源

80V

DC 電源

三相３線

±2.0% F.S.

規格･階級

力率

電力量

IEC62053-22
CLASS0.5

無効電力量

IEC62053-23
CLASS2.0

cos 0.5(inductive)cos 0.8(capacitive)

sin0.5
sin0.25設定の 1.2 倍
設定の 1.2 倍

負荷条件

許容限度

1%≦I＜5%
5%≦I＜120%
2%≦I＜10%
10%≦I＜120%
2%≦I＜10%
10%≦I＜120%
2%≦I＜5%
5%≦I＜120%
5%≦I＜10%
10%≦I＜120%
10%≦I＜120%

±1.0%
±0.5%
±1.0%
±0.6%
±1.0%
±0.6%
±2.5%
±2.0%
±2.5%
±2.0%
±2.5%

(5) 表示仕様

45-65Hz0(capacitive)～100～0(inductive)
設定の 1.2 倍
設定の 1.2 倍

項目

仕様

備

考

ﾌﾙﾄﾞｯﾄ液晶(LCD)
240x160dots
英語
白
約1秒

表示器
表示言語
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ
更新周期

定格(6-1)MODBUS 通信

最大

備

264V

周波数:45～65Hz

80V

100V
200V
110V

264V

入力項目

最小

定格

考

仕様
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ
通信局番
通信速度
同期方式
通信制御方式使用ｺｰﾄﾞ

(3-2)計測入力

単相３線

高調波電圧
含有率

1～31 次までの総合歪率
電流 4A 入力時
歪率 30%まで計測可能
1～31 次までの総合歪率
電圧入力 440V 入力時
歪率 30%まで計測可能(6) 入出力仕様

供給電源

単相２線

±2.0% F.S.

sin1.0(3-1)電源

相線式

高調波電流
含有率

cos1.0(3) 電気特性

1±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.
±0.5% F.S.

計測項目45-65Hz

力率
電力※

電流
線間電圧
相電圧
電力
無効電力
皮相電力
力率
周波数
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力(4-2)許容限度

周波数

無効電力※

考

※電力と無効電力の設定は､電流と電圧の設定で決まります※最大入力を超える電力が入力された場合、電力量及び無効電力量は最大入力値で計量しますので、ご注意ください。

形名

固有誤差
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
表示

電流

0

設定値

線間電圧

0

設定値

周波数

0

50
60

電流

0

設定値

線間電圧

0

設定値

周波数

0

50
60

電流

0

設定値

線間電圧

0

設定値

0

50
60

周波数
電流

0

設定値

線間電圧

0

設定値

相電圧

0

周波数

0

三相４線

線間電圧
の設定値
1／√3
50
60

最大

備

考

設定値の
1.2 倍
設定値の
1.2 倍

ﾃﾞｰﾀ形式
内蔵終端抵抗67

最小表示は 43Hz

項目

仕様
容量

最小表示は 43Hz

警報出力

AC 220V 100mA
DC 220V 100mA
ON 抵抗 MAX35Ω
無電圧 a 接点

備

考

備

考

(負荷抵抗）(負荷抵抗）(6-3) 接点入力／警報出力（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
項目
最小表示は 43Hz

設定値の
1.2 倍
設定値の
1.2 倍
線間電圧
の設定値
1.2／√3
67

設定切替
設定切替

※詳細な仕様は通信仕様書をご参照お願いします。

設定値の
1.2 倍
設定値の
1.2 倍
67

設定切替

(6-2)警報出力

設定値の
1.2 倍
設定値の
1.2 倍
67

備考

RS-485 準拠
1～247
9600･19200･38400bps
調歩同期方式(非同期方式)
ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ方式(半二重ﾓｰﾄﾞ)
RTU
ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ:1 ﾋﾞｯﾄ
ﾃﾞｰﾀ:8 ﾋﾞｯﾄﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ:無･偶数･奇数
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:1･2 ﾋﾞｯﾄ100Ω（端子部結線で挿入可能）

接点入力

警報出力

仕様
補助電源と同じ(0.3 秒以上通電で動作、連続動作可)
最大入力電流は 6mA
容量
AC 220V 100mA (負荷抵抗）
DC 220V 100mA (負荷抵抗）
ON 抵抗 MAX35Ω
無電圧 a 接点(6-4)Modbus/TCP（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
最小表示は 43Hz

5

項目

仕様

Modbus/TCP

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ：RJ45 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ：Modbus/TCP

備考

(7) USB メモリ機能（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
項目

ﾒﾓﾘ
機能

(9) 電圧試験
定

格

電圧試験

ﾛｷﾞﾝｸﾞ項目：計測値の瞬時値と DI 信号と ALM 信号
出力項目：6 項目（任意に設定）と DI 信号と ALM 信号
ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙ：0,1,5,10,20,30,40,50sec,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30min
記録日数：
記録日数
ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙ
1秒
約１８時間
３０秒
約２０日
１分
約４０日
５分
約２００日
１０分
約４００日
１５分
約６００日
３０分
約１２００日ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀが 65488 件を超えた場合は古いﾃﾞｰﾀから上書きします
ﾛｷﾞﾝｸﾞするﾀｲﾐﾝｸﾞ：①ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙが 1sec 以上の場合
・起動時または起動後、設定時間が経過する毎例) ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙ 30 分とした場合
10 分に起動すると毎時 10 分と 40 分のﾛｸﾞを取得
停電し 30 分に復帰すると毎時 30 分と 00 分のﾛｸﾞを取得
・ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙを変更したとき
・DI または ALM の状態が変化したとき・初期化直後②ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙが 0sec の場合
・初期化直後・DI または ALM が ON または OFF したとき、その前後 100 件をﾛｷﾞﾝｸﾞします。ただし、前のﾃﾞｰﾀは 100 件未満の場合、取得済み件数となります。
ﾛｷﾞﾝｸﾞ中に DI または ALM が ON または OFF した場合は最初の ON
または OFF から最後の ON または OFF までと、その前後 100 件をﾛｷﾞﾝｸﾞします。
・ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙは全て 1sec です。

電気回路端子一括
電流入力端子一括
電圧入力端子一括
補助電源端子一括
RS-485 通信端子一括
警報 1 出力端子一括
接点入力(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括
警報出力 2(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括
警報出力 3(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括
警報出力 4(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括

100 件

100 件

100 件

100 件

AC4000V 50/60Hz 1 分間
AC4000V 50/60Hz 1 分間
AC4000V 50/60Hz 1 分間
AC4000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間

※ｹｰｽを導電性の薄膜(薄膜はｱｰｽに接続)で包んで試験(10) 雷ｲﾝﾊﾟﾙｽ耐電圧試験
雷ｲﾝﾊﾟﾙｽ試験
電気回路端子一括

⇔ ｹｰｽ

6kV

1.2/50μs(11) EMC ｲﾐｭﾆﾃｨ試験
試験項目

参考規格

静電気放電ｲﾐｭﾆﾃｨ試験
電気的ﾌｧｰｽﾄﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄﾊﾞｰｽﾄ･ｲﾐｭﾆﾃｨ試験
ｻｰｼﾞｲﾐｭﾆﾃｨ試験
電圧ﾃﾞｨｯﾌﾟ､瞬停及び電圧変動のｲﾐｭﾆﾃｨ試験

IEC61000-4-2
IEC61000-4-4
IEC61000-4-5
IEC61000-4-11

ﾚﾍﾞﾙ
3
3
3
3

(12) 振動衝撃試験
試験項目

ﾛｷﾞﾝｸﾞｻｲｸﾙ 1sec
80 件

⇔ ｹｰｽ
⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括

IEC62052-11(IEC60068-2-27)

振動試験

IEC62052-11(IEC60068-2-6)

100 件

ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀ

参考規格

衝撃試験

試験条件
最大加速度:50G(490m/s2)
作用時間:11ms
掃引振動数範囲:10～55Hz
掃引ｻｲｸﾙ数:10 回
振幅:0.15mm

DI
または
ALM

(13) 過電流の影響試験

起動または初期化

出力方式：CSV ﾌｧｲﾙ（全件または件数指定）
動作確認済み USB ﾒﾓﾘ(推奨)：ﾒｰｶｰ
Swissbitｼﾘｰｽﾞ名unitedCONTRAST-Ⅱ
USB2.0(USB1.1 compatible)
規格
USB2.0 A-Plug
容量
2GB

参考規格

試験電流

試験時間

IEC62053-21

120A

0.5 秒

(14) 使用条件
使用条件

注意！
・ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀを USB ﾒﾓﾘへ自動保存する機能はありません。
USB ﾒﾓﾘへのﾛｸﾞﾃﾞｰﾀ保存はﾎﾞﾀﾝ操作により手動で行ってください。
・ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀ保存中は USB ﾒﾓﾘを抜いたり電源を切ったりしないでください。
（USB ﾒﾓﾘが壊れる可能性があります）
・USB ﾒﾓﾘ以外の USB 製品は接続しないでください。
（製品および USB 機器が壊れる可能性があります）
・USB ﾒﾓﾘへﾛｸﾞﾃﾞｰﾀ保存中、または初期化中はﾛｷﾞﾝｸﾞを停止します。
・日付および時刻を設定すると、それ以前のログはクリアされ、出力されません。

条

使用ｸﾞﾙｰﾌﾟⅡ

測定ｶﾃｺﾞﾘｰ

Ⅲ

汚染度

2

使用温度

-10～55℃

使用湿度

30～85%RH(結露なきこと)

標高
防塵･防水
設置
その他

件

（保存温度－20～70℃）(保存湿度 30～85%RH)

2000m 以下
ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:IP40
ｹｰｽ:IP20
直射日光のあたらない場所に設置して下さい。
塵埃の少ない場所に設置して下さい。
腐食性ガスのある場所では使用しないでください。

(15) 停電補償
補助電源が停電した場合、CT 比・VT 比等の設定値及び電力量は内部の不揮発性ﾒﾓﾘに記憶します。

(8) 絶縁抵抗試験(16) 消費電力

絶縁抵抗試験
電気回路端子一括
電流入力端子一括
電圧入力端子一括
補助電源端子一括
RS-485 通信端子一括
警報出力 1 端子一括
接点入力(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括
警報出力 2(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括
警報出力 3(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括
警報出力 4(ｵﾌﾟｼｮﾝ)端子一括⇔ ｹｰｽ⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括⇔ 他回路端子一括

DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上

補助電源

電圧入力回路

電流入力回路※ｹｰｽを導電性の薄膜(薄膜はｱｰｽに接続)で包んで試験

6

AC100V
AC200V
DC110V
AC110V
AC220V
AC440V

10VA
10VA
8W
0.1VA
0.25VA
0.5VA

5A
1A

0.3VA
0.3VA

【4】外形(1) 外形寸法図①ｵﾌﾟｼｮﾝなし②USB ﾒﾓﾘあり(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

USB 端子締付けﾄﾙｸ
0.5N･m④HXM-96-OP-MT0 あり(ｵﾌﾟｼｮﾝ)③HXM-96-OP-DA0 あり(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

締付けﾄﾙｸ
0.5N･m

締付けﾄﾙｸ
本体：0.5N･m
ｵﾌﾟｼｮﾝ：0.4N･m(2) 質量本体
HXM-96-OP-DA0
HXM-96-OP-MT0

約 430g
約 90g
約 70g(3) ｹｰｽ仕様
ABS 樹脂(UL94 V-0)

黒色7

(4) 端子図②HXM-96-OP-DA0 あり(ｵﾌﾟｼｮﾝ)①ｵﾌﾟｼｮﾝなし③HXM-96-OP-MT0 あり(ｵﾌﾟｼｮﾝ)8

【5】パネル取付について(1) ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ寸法

ﾊﾟﾈﾙの板厚は 1.6～5.0mm(2) ﾊﾟﾈﾙ取付方法

4 角の取付具をﾊﾟﾈﾙに密接するように奥まで差し込む
HXM-96

ﾊﾟﾈﾙ

取付具(HXM-96 付属品､4 個)取付具は 4 角を奥まで差し込む
HXM-96 と 4 個の取付具でﾊﾟﾈﾙを挟み込むように取付ける

9

【6】オプションユニット取付について(1) ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ取付方法

本体ｶﾞｲﾄﾞｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ

本体

ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ爪を本体のｶﾞｲﾄﾞに沿って差し込む。
※ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄと本体が平行になるように注意

ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ爪
ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄを奥まで差し込む(2) ｵﾌﾟｼｮﾝﾕﾆｯﾄ取外し方法
ﾕﾆｯﾄを後ろに引張りながら、ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞで左右の爪を押し上げる。
ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞの寸法3mm 以下ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞの先端を爪の内側へ挿し込む

ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞで爪の内側を押上げる

10【7】接続図(1) 単相 2 線･入力電圧が 480V 以下の場合、VT は必要ありません。
･低圧回路では VT･CT の接地は不要です。
･安定した計量のために V1-V2(V1-VN)間に電圧を入力ください。

(6) 補助電源~~(2) 単相 3 線(7) 警報出力(3) 三相 3 線(8) 接点入力/警報出力（ｵﾌﾟｼｮﾝ）(4) 三相 4 線(9) Modbus/TCP（ｵﾌﾟｼｮﾝ）(5) MODBUS 通信
RJ45

終端は Ter 端子と RS+端子を短絡してください
終端抵抗が有効となります

パソコン

11

RJ45

HXM-96
Modbus/TCP

(10) MODBUS 通信の配線の注意点･配線はﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟ接続を行って下さい。
･配線の末端の両側の機器に終端抵抗を接続ください。
(機器は RS485 変換器も含みます)･最大接続台数は 32 台(RS485 変換器も含みます)･ｹｰﾌﾞﾙ長は最大 1000m･ｼｰﾙﾄﾞは C 種以上で 1 点接地してください
終端は Ter 端子と RS+端子を接続
RS485 変換器

ｼｰﾙﾄﾞは C 種以上で 1 点接地としてください

終端抵抗
最大接続台数:32 台
最大ｹｰﾌﾞﾙ長:1000m

終端抵抗※ｹｰﾌﾞﾙ延長及び 32 台以上接続したい場合は、ﾘﾋﾟｰﾀを設置ください。
RS485 変換器

リピータ弊社推奨品
形名：ＰＳＭ－ＭＥ－ＲＳ４８５／ＲＳ４８５
メーカー：ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＮＴＡＣＴ
終端は Ter 端子と RS+端子を接続

ﾘﾋﾟｰﾀ

終端抵抗
最大接続台数:32 台
最大ｹｰﾌﾞﾙ長:1000m

最大接続台数:32 台
最大ｹｰﾌﾞﾙ長:1000m

ｼｰﾙﾄﾞは C 種以上で 1 点接地としてください･屋外配線となる場合は､最も屋外に近い機器の通信端子に近接して避雷器を設置ください。

避雷器

12

【8】表示仕様

表示項目補助説明

計測値ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示

表示項目補助説明

状態表示

状態表示

目盛表示
(表示単位:%)

ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ表示

単位表示※定格値に対する割合

計測指針
計測値表示

黒帯

計測項目記号表示

最大計測範囲ｽｲｯﾁ機能表示

ｽｲｯﾁ機能表示

計測表示画面ｱﾅﾛｸﾞ表示画面【9】操作スイッチ

ｽｲｯﾁは上部の白抜き文字で表示する機能が有効となります

ｽｲｯﾁ 1ｽｲｯﾁ番号ｽｲｯﾁ 1ｽｲｯﾁ 2ｽｲｯﾁ 3ｽｲｯﾁ 4ｽｲｯﾁ 2
表示名

Menu
Enter
Anlg
Digi
↓
Prev
無表示
Phase
↑
Next
Reset
DI/AL
CancelMax
Min
Ins

ｽｲｯﾁ 3ｽｲｯﾁ 4機能
設定画面を表示する決定及び設定値の桁移動
ｱﾅﾛｸﾞ表示画面に表示切替
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示画面に表示切替
ｶｰｿﾙを下方向に移動
前の表示画面に表示切替
無効
相切替
ｶｰｿﾙを上方向に移動
次の表示画面に表示切替
最大値又は最小値のﾘｾｯﾄ
AL 表示と DI 表示切替
設定値のｷｬﾝｾﾙ又は一つ上の表示画面に戻る
最大値表示画面に表示切替
最小値表示画面に表示切替
瞬時値表示画面に表示切替

13【10】運転について
HXM-96 に電源を投入した場合､以下のように動作します。

USB

数秒間ﾊﾞｯｸﾗｲﾄのみ点灯

Ver.00.01

数秒間ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表示

計測画面表示※液晶が表示するまで時間がかかりますが、故障ではありません。
※電源遮断時、液晶に黒い模様が表示される場合がありますが、故障ではありません。
※起動中にﾎﾞﾀﾝ操作はしないでください。
※ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ消灯時間が起動時間より短い時間で設定している場合､起動中にﾊﾞｯｸﾗｲﾄが消えることがありますが、故障ではありません。

【11】設定について(1) 設定操作について[Menu]を押す

02 Meter Setup を選択し､[Enter]を押す

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力する(2) 設定項目及び出荷時設定
設定名

設定項目
01 Password
02 Phase
03 VT Primary
04 VT Secondary
05 CT Primary
06 CT Secondary
07 Frequency
08 Demand I Interval
09 Demand P Interval
10 Energy Unit

設定内容
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定します
相線式を設定します
VT 一次側定格値を設定します
電圧入力定格を設定します
CT 一次側定格値を設定します
電流入力定格を設定します
計測信号の入力周波数を設定します
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流時限を設定します
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力時限を設定します
S01 Meter Setup
積算値の表示単位を設定します
ｱﾅﾛｸﾞ表示画面及び計測表示画面のﾊﾞｰｸﾞﾗ
11 P Mode
ﾌの振れ幅を設定します
ｱﾅﾛｸﾞ表示画面及び計測表示画面のﾊﾞｰｸﾞﾗ
12 Q Mode
ﾌの振れ幅を設定します
ｱﾅﾛｸﾞ表示画面及び計測表示画面のﾊﾞｰｸﾞﾗ
13 S Mode
ﾌの振れ幅を設定します
14 PF Mode
力率の表示方法を選択します
15 Starting Current
始動電流を設定します※
01 Line1 Item
1 段目に表示する計測項目を設定します
02 Line2 Item
2 段目に表示する計測項目を設定します
03 Line3 Item
3 段目に表示する計測項目を設定しますS02 Display Setup
04 Line4 Item
4 段目に表示する計測項目を設定します
05 Contrast
LCD のｺﾝﾄﾗｽﾄを設定します
06 BackLight off
ﾊﾞｯｸﾗｲﾄが自動消灯する時間を設定します07 Phase Symbol
電圧、電流のｼﾝﾎﾞﾙを設定します
01 Address
通信局番を設定します
02 Baud Rate
通信速度を設定します
S03 Communication Setup
03 Parity Bit
ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄを設定します
04 Stop Bit
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄを設定します
01 Alarm1 Item
警報出力する計測項目を設定します
02 Alarm1 Setpoint
警報出力値を設定します
S04 Alarm Setup
03 Alarm1 Delay
警報出力遅延時間を設定します
04 Alarm1 Mode
警報出力動作を設定します
S05 Option Setup
01 Option
ｵﾌﾟｼｮﾝを設定します※ 始動電流を 0.1%より低く設定すると電力を誤カウントすることがあります。

14

出荷時設定値
0000
3P4W
440V
440V
5A
5A
50Hz
10min
15min
k
Im
Im/Ex
Im
%
0.08%
I
U
P
Ea
86
5min
123
1
9600bps
EVEN
1
NONE
0.0%
0sec
Hi-AutoNONE

設定名

S06 Set Pointer Setup

S07 USB Setup(USB ﾒﾓﾘのｵﾌﾟｼｮﾝ選択時のみ
表示)

設定項目
I(L)Set PointerI(H)Set Pointer
U(L)Set PointerU(H)Set Pointer
V(L)Set Pointer
V(L)Set Pointer
01 ID
02 hh:mm
03 dd/mm/yyyy
04 Log1 Item
05 Log2 Item
06 Log3 Item
07 Log4 Item
08 Log5 Item
09 Log6 Item
10 Logging Cycle

設定内容
電流の下限値を設定します。
電流の上限値を設定します。
相電圧の下限値を設定します。
相電圧の上限値を設定します。
線間電圧の下限値を設定します。
線間電圧の上限値を設定します。
ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀの ID を設定します。
時刻を設定します。
日付を設定します。
Log1 に記録する計測項目を設定します。
Log2 に記録する計測項目を設定します。
Log3 に記録する計測項目を設定します。
Log4 に記録する計測項目を設定します。
Log5 に記録する計測項目を設定します。
Log6 に記録する計測項目を設定します。
記録周期を設定します

出荷時設定値
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
00:00
01/01/2000
None
None
None
None
None
None
10min

(3) 設定方法(3-1)S01 Meter Setup

S01 Meter Setup を選択し､[Enter]を押す

設定名称

設定内容

01 Password

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定します

02 Phase

相線式を設定します

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

設定範囲

注意事項

0000-9999

設定値は必ず控えて無くさないよ
うに大切に保管してください

1P2W
1P3W
3P3W
3P4W

設定変更した場合､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流･ﾃﾞﾏ
ﾝﾄﾞ電力を 0 ｸﾘｱ、最大･最小値をﾘｾｯﾄしますのでご注意お願いします

100V-1000000V

10V 刻みで設定が可能です
設定変更した場合､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力を 0 ｸ
ﾘｱ、最大･最小値をﾘｾｯﾄしますのでご注意お願いします(電流関係､周波数は除外)

03 VT Primary

電圧一次側定格値を設定します[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効

04 VT Secondary

電圧入力定格値を設定します[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

100V-480V

10V 刻みで設定が可能です

05 CT Primary

電流一次側定格値を設定します[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効

5A-30000A

5A 刻みで設定が可能です
設定変更した場合､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流･ﾃﾞﾏ
ﾝﾄﾞ電力を 0 ｸﾘｱ、最大･最小値をﾘｾｯﾄしますのでご注意お願いします(電流関係､周波数は除外)

06 CT Secondary

電流入力定格値を設定します

07 Frequency

ｱﾅﾛｸﾞ表示の目盛割付及び入力周波数を設定します

08 Demand I
Interval

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流時限を設定します

09 Demand P
Interval

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力時限を設定します

10 Energy Unit

電力量･無効電力量･皮相電力量の測定単位の重みを設定します

11 P Mode

ｱﾅﾛｸﾞ表示画面及び計測表示画面のﾊﾞｰｸﾞﾗﾌの振れ幅を変更

12 Q Mode

ｱﾅﾛｸﾞ表示画面及び計測表示画面のﾊﾞｰｸﾞﾗﾌの振れ幅を変更[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

15

1A
5A

50Hz､60Hz

本設定は入力波形が大きく歪み､周波数測定不可能な場合､有効となる
設定です

0sec ､ 10 sec ､ 20 sec ､ 30
sec､40 sec､50 sec
1min､2 min､3 min､4 min､5
min､6 min､7 min､8 min､9
min､10 min､15 min､20 min､
25 min､30 min

ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ時限を変更した場合､測定中のﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値は 0 ｸﾘｱします

Space
k
M
G
Im､Im/Ex

Im､Im/Ex

Im：0～第 1･4 象限Im/Ex：
第 2･3 象限～0～第 1･4 象限で目盛割付をします
Im：0～第 1･2 象限Im/Ex：
第 3･4 象限～0～第 1･2 象限で目盛割付をします

設定名称

設定内容

13 S Mode

ｱﾅﾛｸﾞ表示画面及び計測表示画面のﾊﾞｰｸﾞﾗﾌの振れ幅を変更

14 PF Mode

力率の表示方法を選択します

15 Starting
Current

始動電流を設定します

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

設定範囲
Im､Im/Ex

注意事項
Im：0～第 1･4 象限Im/Ex：
第 2･3 象限～0～第 1･4 象限で目盛割付をします%:ﾊﾟｰｾﾝﾄ表示
cos:ｺｻｲﾝ表示%､cos

0.04%-1.00%(3-2)S02 Display Setup

S02 Display Setup を選択し､[Enter]を押す

設定名称

設定内容

01 Line1 Item

1 段目に表示する計測項目を設定します

02 Line2 Item

2 段目に表示する計測項目を設定します

03 Line3 Item

3 段目に表示する計測項目を設定します

04 Line4 Item

4 段目に表示する計測項目を設定します

05 Contrast

LCD のｺﾝﾄﾗｽﾄを調整します

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

06 BackLight off

ﾊﾞｯｸﾗｲﾄの消灯時間を設定します[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

07 Phase Symbol

電圧、電流のｼﾝﾎﾞﾙを設定します[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

設定範囲

注意事項

Space
I
U
V
P
Q
S
PF
f
DMi
DMp
THDi
THDu
Ea
Er
Eap

表示相の指定はできません

40-120

1 刻みで設定できます
数字が下がれば薄く､高くなれば濃く表示します10sec､20sec､30sec､
40sec､50sec､1min､
2min､3min､4min､
5min､6min､7min､
8min､9min､10 min､
15 min､20 min､25 min､
30 min､ON

ON は常時点灯を意味します

123、RST、UVW、RYB

Phase が 3P4W･3P3W の時に表示します

RNS、RNT、UOV、UOW、
RWY、RWB

Phase が 1P3W の時に表示します(3-3)S03 Communication Setup

S03 Communication Setupを選択し､[Enter]を押す

設定名称

設定内容

01 Address

通信局番を設定します

02 Baud Rate

通信速度を設定します

03 Parity Bit

ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄを設定します

04 Stop Bit

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄを設定します

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

16

設定範囲
1-247

9600bps
19200bps
38400bps
NONE
EVEN
ODD

1､2

注意事項
複数接続する場合、設定値が重複しないようにご注意お願いします(3-4)S04 Alarm Setup①ｵﾌﾟｼｮﾝなし

S04 Alarm Setupを選択し､[Enter]を押す
設定名称

設定内容

01 Alarm1 Item

警報出力する計測項目を設定します

02 Alarm1 Setpoint

警報出力値を設定します

03 Alarm1 Delay

警報出力の動作遅延時間を設定
します

04 Alarm1 Mode

警報出力の動作方法(上下限及び復帰方法)を設定します

S04 Alarm1
を選択し､[Enter]を押す
操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

設定範囲

注意事項

NONE
I
U
V
P
Q
S
PF
f
DMi
DMp
THDi
THDu

警報出力項目を変更した場合､警報
出力値は 100.0%に設定変更されま
すので、ご注意お願いします
測定相毎の設定が可能です
相線式を変更しても出力項目は変更しませんので、ご注意お願いします

0.00%-120.00%

出力項目の最大計測値に対する割合で設定となります
下段に警報出力する設定値を出力
項目に応じた値で表示します

0sec-300sec
Hi-Auto
Hi-Manual
Lo-AutoLo-Manual②ｵﾌﾟｼｮﾝあり
Option Setup：HXM-96-OP-DA0

S04 Alarm Setupを選択し､[Enter]を押す

S04 Alarm2～4を選択し､[Enter]を押す
Alarm2～4 はｵﾌﾟｼｮﾝです
Option Setup で HXM-96-OP-DA0
選択時に表示されます

設定名称

設定内容

01 Alarm2 Item/
01 Alarm3 Item/
01 Alarm4 Item

警報出力する計測項目を設定します

02 Alarm2 Setpoint/
02 Alarm3 Setpoint/
02 Alarm4 Setpoint

警報出力値を設定します

03 Alarm2 Delay/
03 Alarm3 Delay/
03 Alarm4 Delay

警報出力の動作遅延時間を設定
します

04 Alarm2 Mode/
04 Alarm3 Mode/
04 Alarm4 Mode

警報出力の動作方法(上下限及び復帰方法)を設定します

Alarm2～4 の設定項目はAlarm1 と同じです。

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

17

設定範囲

注意事項

NONE
I
U
V
P
Q
S
PF
f
DMi
DMp
THDi
THDu

警報出力項目を変更した場合､警報
出力値は 100.0%に設定変更されま
すので、ご注意お願いします
測定相毎の設定が可能です
相線式を変更しても出力項目は変更しませんので、ご注意お願いします

0.00%-120.00%

出力項目の最大計測値に対する割合で設定となります
下段に警報出力する設定値を出力
項目に応じた値で表示します

0sec-300sec
Hi-Auto
Hi-Manual
Lo-AutoLo-Manual(3-5)S05 Option Setup

S05 Option Setupを選択し､[Enter]を押す
設定名称
01 Option Setup

設定内容追加したｵﾌﾟｼｮﾝを設定します

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

設定範囲
NONE
HXM-96-OP-DA0

注意事項
ｵﾌﾟｼｮﾝなし
接点入力×3/接点出力×3(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

HXM-96-OP-MT0※

Modbus/TCP(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

01 Option
02 Addr03 Netmask
04 Gateway
05 Port No
06 MAC Addr

01 Option
02 Addr03 Netmask
04 Gateway
05 Port No
06 MAC Addr

※HXM-96-OP-MT0 選択時に RS485 通信は使用できません。

①HXM-96-OP-MT0 を選択した場合
01 Option
02 Addr03 Netmask
04 Gateway
05 Port No
06 MAC Addr

HXM-96-OP-MT0
192.168.052.156
255.255.255.000
000.000.000.000502
00-00-00-00-00-00↓を押すと設定項目にｶｰｿﾙが移動する

HXM-96-OP-MT0
192.168.052.156
255.255.255.000
000.000.000.000502
00-00-00-00-00-00[Enter]を押すと設定ﾓｰﾄﾞになる

HXM-96-OP-MT0
192.168.052.156
255.255.255.000
000.000.000.000502
00-00-00-00-00-00

02 Addr→03 Netmask→04 Gatewayの順番に設定します。
04 Gateway の最後の桁で[Enter]を押すと設定値が反映され設定ﾓｰﾄﾞから抜けます。

01 Option で HXM-96-OP-MT0
選択時に設定項目が表示されます
設定名称
02 IP Addr
03 Netmask

設定内容
IP ｱﾄﾞﾚｽを設定します。
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸを設定します。

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定
04 Gateway
ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ[Cancel]：設定値無効※Ethernet 経由で Modbus/TCP の IP ｱﾄﾞﾚｽ、ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ、ﾃﾞﾌｫﾙﾄｹﾞｰﾄｳｪｲの設定を変更しないでください。
変更した場合正常動作しません。
※ｱﾄﾞﾚｽを変更するとﾈｯﾄﾜｰｸが切断されますので、再度上位側の機器から再接続を行ってください。

設定範囲
000.000.000.001 - 255.255.255.255
128.000.000.000 - 255.255.255.254

注意事項

000.000.000.000 - 255.255.255.255(3-6)S06 Set Pointer Setup
MENU
S01 Meter Setup
S02 Display Setup
S03 Communcation Setup
S04 Alarm Setup
S05 Option Setup
S06 Set Pointer Setup
Enter
↓
↑
Cancel

設定名称

MenuS06
I(L) Set PointerI(H) Set Pointer

S06 Set Pointer Setupを選択し､[Enter]を押す
設定内容

I(L) Set Pointer

電流の下限値を設定します

I(H) Set Pointer

電流の上限値を設定します

U(L) Set Pointer

相電圧の下限値を設定します

U(H) Set Pointer

相電圧の上限値を設定します

V(L) Set Pointer

線間電圧の下限値を設定します

V(H) Set Pointer

線間電圧の上限値を設定します

U(L) Set Pointer
Enter

↓

↑

0%
0.000A0%0.000A0%0.000V
Cancel

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効※表示される名称は相線式により変化します。上記は 3P4W の場合です。

18

設定範囲
0%-100%0%-100%0%-100%0%-100%0%-100%0%-100%注意事項

(3-7)S07 USB Setup
MENU
S02 Display Setup
S03 Communcation Setup
S04 Alarm Setup
S05 Option Setup
S06 Set Pointer Setup
S07 USB Setup
Enter
↓
↑
Cancel

設定名称

S07 USB Setupを選択し､[Enter]を押す
設定内容

01 ID

ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀの ID を設定します。

02 hh:mm

時刻を設定します。

03 dd/mm/yyyy

日付を設定します。

04 Log1 Item

Log1 に記録する計測項目を設定します。

05 Log2 Item

Log2 に記録する計測項目を設定します。

06 Log3 Item

Log3 に記録する計測項目を設定します。

07 Log4 Item

08 Log5 Item

Log4 に記録する計測項目を設定します。

Log5 に記録する計測項目を設定します。

09 Log6 Item

Log6 に記録する計測項目を設定します。

10 Logging Cycle

記録周期を設定します

MenuS07
01 ID
02 hh:mm
03 dd/mm/yyyy
04 Log1 Item
05 Log2 Item
06 Log3 Item
Enter
↓

1
00:00
01/01/2000
None
None
None
↑
Cancel

操作方法[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：設定値確定[Cancel]：設定値無効

19

設定範囲
1-247

hh:mm

dd/mm/yyyy

Space,I,U,V,P,Q,S,
PF,f,DMi,DMp,THDi,
THDu,Ea,Er,Eap

0,1,5,10,20,30,40,50sec
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,
20,25,30min

注意事項

【12】表示について(1) 計測値表示について
表示ﾓｰﾄﾞには､計測画面表示ﾓｰﾄﾞ(電源投入時に表示する画面)と詳細表示画面ﾓｰﾄﾞの 2 種類があります。
計測画面表示ﾓｰﾄﾞは､表示設定で選択した計測項目を表示します。
詳細表示画面ﾓｰﾄﾞは､全ての計測項目を表示します。計測画面表示ﾓｰﾄﾞで表示しない計測項目を確認する場合に使用します。

・・・計測項目切替

・・・計測項目切替※相切替はﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ表示画面に戻って行ってください[Next][Next][Digi][Anlg]

・・・相切替・・・相切替[Phase][Next][Phase][Menu][Enter][Enter][Menu][Next][Next][Next]

計測項目切替・・・・・・計測項目切替[Prev][Prev][Prev][Prev](2) 最大値､最小値表示について
詳細表示ﾓｰﾄﾞの時のみ､有効となります。
Ins:瞬時値を表示していることを示す表 示 して いる 計 測
項目の記号

Min:最小値を表示していることを示すMax:最大値を表示していることを示す

電流の瞬時値表示[Max]を押す[Min]を押す[RESET]を押すと､最大値をﾘｾｯﾄします(3) 状態表示について
警報出力している出力ﾁｬﾝﾈﾙを白抜きで表示します[Ins]を押す[RESET]を押すと､最小値をﾘｾｯﾄします

接点入力しているﾁｬﾝﾈﾙを白抜きで表示します[DI]を押す[AL]を押す
警報出力表示接点入力表示(4) その他
5 分間無操作の場合､計測画面表示ﾓｰﾄﾞに画面切替をします(但し､ｱﾅﾛｸﾞ表示画面を表示している場合は､画面切替しません)。
※ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ自動消灯が 5 分に設定されている場合､画面切替とﾊﾞｯｸﾗｲﾄ消灯に若干の時間差がある場合もありますが、故障ではありません。

20

【13】状態表示について(1) 状態表示操作について[Menu]を押す

03 Status を選択し､[Enter]を押す(2) 01 Version
本体のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾊﾞｰｼﾞｮﾝを表示します。

(3) 02 Phase Indicator
結線の状態を確認するために使用します。

上段から 1 相､2 相､3 相の電力を表示します。
表示値及び符号を参考に電圧と電流の結線の関係を確認してください。
※三相３線時、中段は無効となります。

電圧の結線の確認用として使用します。
正相順であれば、ﾊﾞｰが左から右方向へ移動します。
※本機能は三相入力時に有効となります。

(4) 03 IO Check
警報出力または接点入力を確認するために使用します。
製品の状態に関わらず、この画面の入出力設定が優先されます。
ここで設定した入出力は、この画面から抜けると全てﾘｾｯﾄされます。
接点入力の状態を表示します。
ON：アドレス 4043h の b13～b15 を 1 にします。
OFF：アドレス 4043h の b13～b15 を 0 にします。
[Enter]を押す[↓][↑]で AL1 から DI3 を選択します。
[Enter] 選択した項目の ON/OFF が反転表示します。
[Cancel]を押すと前の画面に戻ります

警報出力の状態を表示します。
ON：警報出力信号の接点が ON します。
OFF：警報出力信号の接点が OFF します。

[↓][↑]で ON/OFF を切替ます。
[Enter]で入出力を確定します。
[Cancel]を押すと前の画面に戻ります(5) 04 COM Check
通信部の結線及び監視側が計測値を正しく表示するか確認するために使用します。
ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀの設定値を表示します。
設定範囲
0､25､50､75､100：定格値に対する割合を意味します。
9999：全ての計測値を 9999 で送信します
ただし、最大・最小値は除く。
※電力量､無効電力量､皮相電力量は HXM-96 の表示値を送信します。
※ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ変更後は､必ず[SEND]を押してください。押さなかった場
合､変更後のﾃｽﾄﾃﾞｰﾀは有効になりません。

通信ﾃﾞｰﾀの受信回数､送信回数を表示します。
ｶｳﾝﾄ可能範囲:0～9999 回※停電時､この回数は 0 ｸﾘｱされますので､ご注意お願いします。
※9999 回を超えた場合､0 ｸﾘｱし､0 回から再ｶｳﾝﾄします。

[Cancel]を押すと前の画面に戻ります[Send]を押すとﾃｽﾄﾃﾞｰﾀを確定します[CLR]を押すと通信回数を 0 ｸﾘｱします[↓]を押すとﾃｽﾄﾃﾞｰﾀを変更します21

(6) 05 Save Log File
CSV 形式の Log ﾃﾞｰﾀを USB へ保存します。
(6-1)全件指定保存

Status01 Version
02 Phase Indicator
03 IO Check
04 COM Check
05 Save Log Files
Enter

↓

↑

Status05 Save Log File

[Enter]を押す

Get All Logs?
Number of Logs
Save Start
Enter↓

CancelStatus05 Save Log FileNO
0↑

Status05 Save Log File

Get All Logs?
Number of Logs
Save Start
Enter↓

Cancel[↓][↑]で”Get All Logs?”を選択して[Enter]を押す

YES
0

↑

Get All Logs?
Number of Logs
Save Start
Enter↓

Cancel[↓][↑]で”YES”に設定
して[Enter]を押す

YES
0

↑

Cancel[↓][↑]で”Save Start”を選択して[Enter]を押す

注意！
全件指定した場合、完了まで約 3 時間半かかります。
件数指定を設定した場合でも、全件指定が優先されます。

(6-2)件数指定保存
新しいﾃﾞｰﾀから順に設定件数分のﾃﾞｰﾀを USB ﾒﾓﾘへ保存します。

Status01 Version
02 Phase Indicator
03 IO Check
04 COM Check
05 Save Log Files
Enter

↓

↑

Status05 Save Log File

Status05 Save Log File

[Enter]を押す
CancelGet All Logs?
Number of Logs
Save StartEnter↓

Get All Logs?
Number of Logs

NO
0

↑

Status05 Save Log File

Save Start
Enter↓

Cancel↑NO
0 0000Get All Logs?
Number of Logs

CancelSave Start
Enter↓[↓][↑]で”0～9”に設定して[Enter]を押す
右へｶｰｿﾙが移動するので5 桁目まで同様操作を繰返す

[↓][↑]で”Number of Logs”を選択して[Enter]を押す(6-3)状態表示
USB ﾒﾓﾘへの保存を実行した場合の状態遷移を示します。

USB ﾒﾓﾘﾁｪｯｸ中

ﾃﾞｰﾀ保存完了[OK]を押すと初期画面に戻ります

USB ﾒﾓﾘへﾃﾞｰﾀ保存中
ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌ：進捗度(右端が 100%)[Cancel]を押すと中断します[Cancel]

ﾃﾞｰﾀ保存中止中
完了で初期画面に戻ります(6-4)ｴﾗｰ表示
USB ﾒﾓﾘへ保存中にｴﾗｰが発生した場合、画面にｴﾗｰ内容を表示します。

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ
The Save Log Files Error.
Memory Shortage.
The save operation failed.
The Flash Drive Error.
Reach the storable number.
Please try again.

ｴﾗｰ内容
CSV ﾌｧｲﾙ出力失敗
USB ﾃﾞﾊﾞｲｽ容量ｴﾗｰ
USB ﾃﾞﾊﾞｲｽ保存失敗
USB ﾃﾞﾊﾞｲｽ認識失敗
USB ﾃﾞﾊﾞｲｽ保存件数ｵｰﾊﾞｰ*
USB ﾃﾞﾊﾞｲｽ通信ｴﾗｰ*一つの USB ﾒﾓﾘに同一 ID(3-7 項参照)で保存できる件数は 9 件です。

22

NO
100

↑

Cancel[↓][↑]で”Save Start”を選択して[Enter]を押す

(6-5)出力ﾌｫｰﾏｯﾄ
①出力項目
項目
ID
Cycle
Item
Phase
Unit

内容
使用者にとっての各本体識別番号
FLASH への書込み間隔時間
ﾛｷﾞﾝｸﾞした各項目名
相単位
ﾛｷﾞﾝｸﾞした時間
ﾛｷﾞﾝｸﾞした日付
DI もしくは Alarm の変化の有無
ﾛｷﾞﾝｸﾞした各項目の瞬時値②CSV ﾌｧｲﾙﾌｫｰﾏｯﾄ

1 回分のﾛｷﾞﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ

時間

日付

DI もしくは Alarm の変化の有無(時:分:秒)(日/月/年)(YES：変化有り、NO：変化無し)

注意！
時刻設定を変更すると過去のログデータは全てクリアされます。

23

ﾛｷﾞﾝｸﾞ項目

ﾛｸﾞﾃﾞｰﾀ【14】積算値の初期化について(1) 設定操作について[Menu]を押す

04 Meter Preset を選択し､[Enter]を押す

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力する(2) ﾌﾟﾘｾｯﾄ方法について
表示記号
Ea+
EaEr+
Er+
ErErEap+
Eap-

計測内容
電力量(+)
電力量(-)
無効電力量(+､Inductive)
無効電力量(+､Capacitive)
無効電力量(-､Inductive)
無効電力量(-､Capacitive)
皮相電力量(+)
皮相電力量(-)

操作方法

設定範囲

[Enter]：設定ﾓｰﾄﾞになります(数値にｶｰｿﾙが表示)[↑] [↓]：設定値変更[Enter]：桁移動及び設定値確定[Cancel]：設定値無効

注意事項

一度設定すると元に戻せませんので､ご注意お願いします。

0.0-9999999.9【15】設定初期化について[Menu]を押す

05 Initialize を選択し､[Enter]を押す

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力する

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力した時点で初期化されますので、ご注意お願いします。
初期化実行後、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを含む全ての設定値が出荷時設定値に初期化されますので、ご注意お願いします。

【16】警報ﾘｾｯﾄについて

警報ﾘｾｯﾄ[Menu]を押す
警報ﾘｾｯﾄ後は上図へ戻る[Reset]を押す

06 Alarm Reset を選択し､[Enter]を押す[Reset]を押す

Option Setup で HXM-96-OP-DA0 選択時で、かつ Alarm2～4 の警報出力中に右画面が表示される
警報出力が複数の場合[↓]でﾘｾｯﾄする警報を選択する

この画面は警報出力中時のみ､表示します。
警報出力動作設定を xx-Auto に設定している場合も表示しますが､この操作は無効です。
※MENU 画面表示中に警報が発生した場合､警報ﾘｾｯﾄ画面は表示しません。
一度計測画面に画面切り替えてください。

24[Enter]を押す

【17】計測表示項目記号(1) 単相 2 線式(1-1)計測表示項目記号
表示シンボルと表示項目（単位）Phase1I

Phase2Phase3Phase4

Er－ Lag
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh

Er＋Leadvarh・kvarh
Mvarh・Gvarh

I
A・kA

U
V
V・kV
P
P
W・kW・MW・GW
Q
Q
var・kvar・Mvar・Gvar
SS
VA・kVA・MVA・GVA
PF
PF
%
f
f
Hz
DMi
DMi
A・kA
DMp
DMp
W・kW・MW・GW
THDi
THDi
%
THDu
THDu
%
Ea+
Ea－
Ea
Wh・kWh
Wh・kWh
MWh・GWh
MWh・GWh
Er+ Lag ※Er－ LeadErvarh・kvarh
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh
Mvarh・Gvarh
Eap+
Eap－
Eap
VAh・kVAh
VAh・kVAh
MVAh・GVAh
MVAh・GVAh※Lag および Lead は下記シンボルで表示する
V

Lag：

Lead：

25

(2) 単相 3 線式(2-1)計測表示項目記号
相表示設定（Phase Symbol）は「RNS」とする。
表示シンボルと表示項目（単位）I

Phase1

Phase2Phase3

I－R
A・kA

I－N
A・kA

I－S
A・kA

Phase4

U
V－RN
V－SN
V・kV
V・kV
P
P
W・kW・MW・GW
Q
Q
var・kvar・Mvar・Gvar
SS
VA・kVA・MVA・GVA
PF
PF
%
f
f
Hz
DMi－R
DMi－N
DMi
A・kA
A・kA
DMp
DMp
W・kW・MW・GW
THDi－R
THDi%
THDu－RN
THDu－SN
THDu
%
%
Ea+
Ea－
Ea
Wh・kWh
Wh・kWh
MWh・GWh
MWh・GWh
Er+ Lag ※Er－ LeadErvarh・kvarh
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh
Mvarh・Gvarh
Eap+
Eap－
Eap
VAh・kVAh
VAh・kVAh
MVAh・GVAh
MVAh・GVAh※Lag および Lead は下記シンボルで表示する

V－RS
V・kV

V

Lag：

DMi－S
A・kA

THDi－S%

Er－ Lag
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh

Lead：(2-2)相表示設定対応表
「I」
「DMi」
「THDi」は以下の通り。例として「I」で示す。

Phase
Symbol

RNS
RNT
UOV
UOW
RWY
RWB

Phase1
I－R
I－R
I－U
I－U
I－R
I－R

Phase2
I－N
I－N
I－O
I－O
I－W
I－W

Phase3
I－S
I－T
I－V
I－W
I－Y
I－B

「V」
「THDu」は以下の通り。例として「V」で示す。

Phase
Symbol

RNS
RNT
UOV
UOW
RWY
RWB

Phase1
V－RN
V－RN
V－UO
V－UO
V－RW
V－RW

Phase2
V－SN
V－TN
V－VO
V－WO
V－YW
V－BW

Phase3
V－RS
V－RT
V－UV
V－UW
V－RY
V－RB

26

Er＋Leadvarh・kvarh
Mvarh・Gvarh

(3) 三相 3 線式(3-1)計測表示項目記号
相表示設定（Phase Symbol）は「123」とする。
表示シンボルと表示項目（単位）I

Phase1

Phase2Phase3

I－1
A・kA

I－2
A・kA

I－3
A・kA

Phase4

U
V－12
V－23
V・kV
V・kV
P
P
W・kW・MW・GW
Q
Q
var・kvar・Mvar・Gvar
SS
VA・kVA・MVA・GVA
PF
PF
%
f
f
Hz
DMi－1
DMi－2
DMi
A・kA
A・kA
DMp
DMp
W・kW・MW・GW
THDi－1
THDi%
THDu－12
THDu－23
THDu
%
%
Ea+
Ea－
Ea
Wh・kWh
Wh・kWh
MWh・GWh
MWh・GWh
Er+ Lag ※Er－ LeadErvarh・kvarh
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh
Mvarh・Gvarh
Eap+
Eap－
Eap
VAh・kVAh
VAh・kVAh
MVAh・GVAh
MVAh・GVAh※Lag および Lead は下記シンボルで表示する

V－31
V・kV

V

Lag：

DMi－3
A・kA

THDi－3%

Er－ Lag
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh

Lead：(3-2)相表示設定対応表
「I」
「DMi」
「THDi」は以下の通り。例として「I」で示す。

Phase
Symbol

123
RST
UVW
RYB

Phase1
I－1
I－R
I－U
I－R

Phase2
I－2
I－S
I－V
I－Y

Phase3
I－3
I－T
I－W
I－B

「V」
「THDu」は以下の通り。例として「V」で示す。

Phase
Symbol

123
RST
UVW
RYB

Phase1
V－12
V－RS
V－UV
V－RY

Phase2
V－23
V－ST
V－VW
V－YB

Phase3
V－31
V－TR
V－WU
V－BR

27

Er＋Leadvarh・kvarh
Mvarh・Gvarh

(4) 三相 4 線式(4-1)計測表示項目記号
相表示設定（Phase Symbol）は「123」とする。
表示シンボルと表示項目（単位）Phase1

Phase2

I－1
I－2
A・kA
A・kA
U－1N
U－2N
U
V・kV
V・kV
V－12
V－23
V
V・kV
V・kV
P－1
P－2
P
W・kW・MW・GW
W・kW・MW・GW
Q－1
Q－2
Q
var・kvar・Mvar・Gvar
var・kvar・Mvar・Gvar
S－1
S－2
S
VA・kVA・MVA・GVA
VA・kVA・MVA・GVA
PF－1
PF－2
PF
%
%
f
f
Hz
DMi－1
DMi－2
DMi
A・kA
A・kA
DMp
DMp
W・kW・MW・GW
THDi－1
THDi－2
THDi%%
THDu－1N
THDu－2N
THDu
%
%
Ea+
Ea－
Ea
Wh・kWh
Wh・kWh
MWh・GWh
MWh・GWh
Er+ Lag ※Er－ LeadErvarh・kvarh
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh
Mvarh・Gvarh
Eap+
Eap－
Eap
VAh・kVAh
VAh・kVAh
MVAh・GVAh
MVAh・GVAh※Lag および Lead は下記シンボルで表示する
I

Lag：

Phase3Phase4

I－3
A・kA
U－3N
V・kV
V－31
V・kV
P－3
W・kW・MW・GW
Q－3
var・kvar・Mvar・Gvar
S－3
VA・kVA・MVA・GVA
PF－3
%

I－N
A・kA

P
W・kW・MW・GW
Q
var・kvar・Mvar・Gvar
S
VA・kVA・MVA・GVA
PF
%

DMi－3
A・kA

DMiN
A・kA

THDi－3%THDu－3N%

Er－ Lag
varh・kvarh
Mvarh・Gvarh

Lead：(4-2)相表示設定対応表「I」「P」「Q」「S」「PF」「DMi」「THDi」は以下の通り。例として「I」で示す。

Phase
Symbol

123
RST
UVW
RYB

Phase1
I－1
I－R
I－U
I－R

Phase2
I－2
I－S
I－V
I－Y

Phase3
I－3
I－T
I－W
I－B

Phase1
V－12
V－RS
V－UV
V－RY

Phase2
V－23
V－ST
V－VW
V－YB

Phase3
V－31
V－TR
V－WU
V－BR

「V」は以下の通り。

Phase
Symbol

123
RST
UVW
RYB

「U」
「THDu」は以下の通り。例として「U」で示す。

Phase
Symbol

123
RST
UVW
RYB

Phase1
U－1N
U－RN
U－UN
U－RN

Phase2
U－2N
U－SN
U－VN
U－YN

Phase3
U－3N
U－TN
U－WN
U－BN

28

Phase4
I－N
I－N
I－O
I－W

Er＋Leadvarh・kvarh
Mvarh・Gvarh

【18】補足説明(1) 設定操作について
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力操作で､誤ったﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力した場合､設定値表示ﾓｰﾄﾞに画面切替をします。
設定値の確認のみが可能です。
※ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは表示しません。
誤ったﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力をした場合、READ ONLY と表示(2) ｱﾅﾛｸﾞ表示仕様について
計測項目に対するｱﾅﾛｸﾞ表示の目盛表示･最大計測範囲仕様を以下に記載します。

目盛(周波数以外の単位は%となります)
最大計測範囲(2-1)電流､電圧､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流､ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力､高潮波電流含有率､高潮波電圧含有率
計測項目
項目名
電流
相電圧
線間電圧
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電流
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ電力
電流高潮波含有率
電圧高潮波含有率

記号
I
U
V
DMi
DMp
THDi
THDu

0
0
0
0
0
0
0
0

目盛(%)
50
CT÷2
VT×1.2÷2
VT×1.2÷2
CT÷2
CT×VT
50
50

最大計測範囲表示

100
CT
VT×1.2
VT×1.2CT
CT×VT×2
100
100

備考

CT
VT×1.2
VT×1.2CT
CT×VT×2
100.0
100.0

※VT:電圧 1 次側定格値､CT:電流 1 次側定格値を意味します(2-2)電力､無効電力､皮相電力､力率
計測項目
項目名
電力

記号
P

無効電力

Q

皮相電力

S

力率

PF

設定
Im/Ex
Im
Im/Ex
Im
Im/Ex
Im

-100
-CT×VT×2-50-CT×VT×2-CT×VT×2

%

-50

cos

-0.5

目盛
0
0
0
0
0
0
0
-100
100
-1
1

50
CT×VT
CT×VT
CT×VT

100
CT×VT×2
CT×VT×2
CT×VT×2
CT×VT×2
CT×VT×2
CT×VT×2

最大計測範囲表示

備考

CT×VT×2

単相 2 線時に CT×VT×1となります

CT×VT×2

単相 2 線時に CT×VT×1となります

CT×VT×2

単相 2 線時に CT×VT×1
となります

50

100.0

0.5

1.000

※VT:電圧 1 次側定格値､CT:電流 1 次側定格値を意味します※上記設定は､S01 Meter Setup の設定番号 11～14 の設定を指します。
(2-3)周波数
計測項目
項目名
周波数

記号
f

目盛(Hz)
Hz-10

Hz

最大計測範囲表示
Hz+10Hz※Hz:使用周波数設定値を意味します(2-4)黒帯
Set Pointer Setup で I,V,U を設定している場合は設定範囲を目盛の下に表示します。

・Set Pointer の設定が(L)40%，(H)90%の場合
左図のように表示されます。
・(L)と(H)が入替っても同じように表示します。
・(L)と(H)が同じ場合は線が表示されます。

29

備考

(3) 電力､無効電力､皮相電力､力率の符号について電力､無効電力､皮相電力の符号は下図のように表示します。
cosφ=1

第 4 象限cosφ=0

第 1 象限P､S：符号なし
Q ：－符号

P､S：符号なし
Q ：符号なし

P､S：－符号Q ：－符号

P､S：－符号
Q ：符号なし

第 3 象限cosφ=0

第 2 象限cosφ=－1
力率の符号は下図のように表示します。
cosφ=1

第 4 象限cosφ=0

第 1 象限PF：符号なし

PF：符号なし

PF：－符号

PF：－符号cosφ=0

第 3 象限第 2 象限cosφ=－1

30

(4) エラー画面

エラーコードとエラー名を表示する。

HXM-96 本体に異常が発生した場合、本画面を表示する。
エラーコードとエラー名は以下とする。
エラーコード

エラー名

エラー内容

E001

Initialization Failure

メイン基板とサブ基板間の通信が異常

E002

Save Parameter Failure

サブ基板に保存している設定値が異常

E003

USB Board Failure

メイン基板と USB 基板間の通信が異常、もしくは、USB 基板に保存している設定値が異常

本画面から通常の画面遷移は行えず、両端の操作ボタンを 3 秒間長押しする事で S/W リセットとなる。

※エラーコードが「E003」のときのみ、USB 基板との通信が復帰したときは、
下図の「対 USB 基板通信エラー復帰画面」へ遷移する。

The USB board has returned
from its break.
Press any button to returnto Measurement Display.

「対 USB 基板通信エラー復帰画面」を表示時は、4 つのボタンの内どれかを押すと通常画面に戻る。（S/W リセットはしない）

31

品質・性能向上のため，記載内容はお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

URL
本社・工場

www.hakaru.jp〒５３２－００２７

大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６
改訂３ 2019. 5.09.
初版
2018. 4.12.

Ｔ－５１６６９32