APPLITEK［ブランド名 アプリテック］
EZ7200 シリーズ オンラインVFA分析計

オンラインモニタリングによる生産効率向上の1台
嫌気性消化処理制御における信頼
従来から嫌気性処理に用いられている高コストまたは測定結果に時間の掛かる測定手法は時として適切なモニタリングをしていないことが知られています。
このことから、このアプリケーションに特化して開発された
EZ7200シリーズVFA計は中大規模の処理施設での運用課題に対し、新しい処理制御の実現に向けた可能性を提供することが可能です。

EZ7200シリーズはこの1台で嫌気処理プロセスの重要なパラメータ VFAを測定するための制御することができるユニー
ク且つ堅牢な操作性にも優れたオンライン滴定計です。
•

炭酸塩の影響を受けず、脂肪酸の揮発がない直接滴定法

•

低検出限界

オンラインモニタリングの必要性•

嫌気性消化処理プロセスにおける連続モニタリング

嫌気性消化処理において、最善の生産効率やコンプライアン•

最大限のメタンガス生成を可能にする高稼働率•

VFA蓄積によるメタン発酵低下モニタリングとデータ転ス、スムーズなバイオガス生成を維持するために、重要なパラメータをモニタリングすることが要求されます。その中でも最優先されるべきは嫌気性消化処理工程におけるメタボリック状況下でのVFA(Volatile Fatty Acids）です。
VFAをモニタリングすることでメタンガス生成のプロセスが阻害されているか、過負荷になっていることを表しており、このの変化を制御するために用いられるべきです。

送機能

EZ7200 シリーズ VFA 分析計

2

Technical Data*
パラメータ

VFA, 重炭酸塩, 全アルカリ度, Pアルカリ度

測定原理

酸-アルカリ 直接滴定法
VFA: 10 - 10,000 mg/L as 酢酸当量

測定レンジ

重炭酸塩: 0 - 100 meq/L or 10,000 mg/L as CaCO3換算
全アルカリ度・Pアルカリ度: 0 - 100 meq/L or 10,000 mg/L as CaCO3換算

繰返し精度

3% 未満（校正レンジにおけるフルスケール）

定量下限≤ 10 mg/L ( 10 - 500 mg/L VFAレンジにおいて)リン及び同質解離イオン、妨害物質

非解離された酸から酸性化した非脂肪酸は妨害する可能性があります。
硫化物はpH電極に悪影響する可能性があります。脂肪, 油, タンパク質, 界面活性剤, タール

測定周期10 - 15 分

自動洗浄有り校正

自動、頻度は設定可能

検証

自動、頻度は設定可能

運転条件

10 - 30 °C ± 4 °C at

試薬温度条件10 - 30 °C

サンプル圧力大気圧

サンプル量

100 - 300 mL/min

サンプル温度

10 - 30 °C

サンプル条件

相対湿度 5 - 95% (結露無き事)

最大パーティクル粒径 100 µm, < 0.1 g/L; 濁度 < 50 NTU＊EZ91XX sampling前処理装置有電源

110 - 240 VAC, 4 A, 50/60 Hz 最大消費電力: 150 VA

計装エアー

乾燥オイルフリー（ISA-S7.0.01-1996 quality standard for instrument air）

洗浄水

水道水

排水

大気圧下（チューブ外径 Ø 64 mm）

接地

低インピーダンス (< 1 Ω) ケーブル > 2.5 mm²

アナログ出力4 - 20 mA 標準1点、最大8点（オプション）最大負荷抵抗500ΩA

デジタル出力(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

RS232, Modbus (TCP/IP, RS485)

アラーム

システム×1点, ユーザー設定×4点, 最大 24 VDC/0.5 A, 無電圧接点

保護等級

筐体: IP55 / コントローラ: IP65

材質

ヒンジ: Thermoform ABS, 扉: プレキシグラス 壁設置面: 亜鉛メッキ（パウダーコーティング処理）

外形寸法 (H x W x D)

690 mm x 465 mm x 330 mm

総重量25 kg

認証

CE 認証 / UL 認証

jp.hach.com.

EZ7200 シリーズ VFA 分析計

3

寸法図

測定原理
分析の流れ
STEP 1.

ベッセルが洗浄された後、正確に検量されたサンプルがベッセルに投入されます。

STEP 2.

全アルカリ度測定―ベッセルに硫酸（Ｈ２ＳＯ４）を用いて初期ｐHからｐH4.3になるまで滴下します。
Ｐアルカリ度測定―ベッセルに硫酸（Ｈ２ＳＯ４）を用いて初期ｐHからｐH5.75になるまで滴下します。

STEP 3.

炭酸塩除去
サンプル中に残っている炭酸塩をエアレーションで除去します。この工程で徐々にｐＨが4.00より上に上昇します。
ｐH4.00以下になるように硫酸を滴下し制御されます。

STEP 4.

VFA測定
ｐHが4.0 から5.0の範囲になるように水酸化ナトリウム（NaOH）を滴下してVFAが計測されます。
試薬

消費量

消費量/ 28日/ 20分/周期

試薬ボトル材質（容量）硫酸（H2SO4）濃度による濃度によるプラスチック（１０Ｌ）

水酸化ナトリウム（NaOH）

濃度による濃度によるプラスチック（１０Ｌ）

1-オクタノール~ 0.05ｍL< 0.5 Lプラスチック（２．５Ｌ）

jp.hach.com.

EZ7200 シリーズ VFA 分析計

4

オーダーインフォメーション
VFA, 10-500 mg/L

EZ7200.99

VFA, 20-1,000 mg/L

EZ7201.99

VFA, 100-5,000 mg/LEZ7202.99

VFA, 500-10,000 mg/L

EZ7203.99

VFA, 10-500 mg/L,重炭酸塩＆全・Ｐアルカリ度

EZ7250.990-50meq/L or 0-5,000mg/L as CaCO3
VFA, 20-1,000 mg/L,重炭酸塩＆全・Ｐアルカリ度

X

X

X

X

X

EZ7251.99

0-50meq/L or 0-5,000mg/L as CaCO3
VFA, 100-5,000 mg/L,重炭酸塩＆全・Ｐアルカリ度

EZ7252.99

0-100meq/L or 0-10,000mg/L as CaCO3
VFA, 500-10,000 mg/L,重炭酸塩＆全・Ｐアルカリ度

EZ7253.99

0-100meq/L or 0-10,000mg/L as CaCO6
測定レンジ / 希釈オプション
標準レンジ0カスタマイズZ
電源

110 - 240 VAC, 50/60 Hz0カスタマイズ

Z

サンプル流路数
1 流路

12 流路23 流路

34 流路

45 流路

56 流路

67 流路

78 流路

84 – 20mA 出力数＊当社は機器の改善改良に伴い事前に予告なく仕様等の変更を行う権利を有します。
July. 2019. EZ7200 VFA Analyzer_ver. 01x mA

12x mA

23x mA

34x mA

45x mA

56x mA

67x mA

78x mA

8RS232

AModbus TCP/IP

B

Modbus RS485

C

1x mA + Modbus RS485

E

2x mA + Modbus RS485

F

3x mA + Modbus RS485

G

4x mA + Modbus RS485

H

1x mA + Modbus TCP/IP

I

2x mA + Modbus TCP/IP

J

3x mA + Modbus TCP/IPK4x mA + Modbus TCP/IP

L

カスタマイズZ
標準0

カスタマイズ

S2