APPLITEK［ブランド名 アプリテック］
EZ2000 シリーズ オンライン鉄分析計


オンラインモニタリングによる⽣産効率向上の1台
企業または各機関において、⽔質の質と量を同時に管理することは⼤変でした。 こうした事からオンラインモニタリングの⼿法< 主なアプリケーション >ボイラ⽔は産業プロセス・上下⽔などの状態を素早排⽔く且つ効率的に測定をサポートしてくれま

飲料⽔す。
EZ2000 シリーズは2009年に初めてリリースされて以来、100以上の産業プロセス⽤⽔・上下⽔道⽔向けアプリケーションで納⼊実績を誇ります。
また、この⽔質計は卓越した精度と正確性を併せ持ち、ウェットケミカルのラボ分析計と優れた相関性があります。

環境⽔

2

EZ2000 シリーズ オンライン鉄濃度計

テクニカルデータ
パラメータ

溶存鉄 (II+III), 酸化鉄(II), 酸化鉄(III),

測定原理

TPTZ 試薬による⽐⾊測定法

測定レンジ

0 - 1 mg/L Fe

繰返し精度２％未満（校正レンジ内）

検出下限≦ 5 µg/L
⾦属イオン（例. 鉛） > 10 mg/L, 亜鉛 > 2 mg/L, ニッケル > 2 mg/L, 鉄 > 5 mg/L, 銅 > 5 mg/L.
強酸性物質, シアン化物質, 硝酸, リン酸 (ポリリン酸 > オルトリン酸), クロム, 鉄の10倍以上の亜鉛,⼲渉物質

ビスマス, カドミウム, ⽔銀, モリブデンと 銀沈殿物, ポリリン酸は共存しない事
多量の着⾊物や懸濁物, 脂肪, 油, プロテイン, 界⾯活性剤, タール

測定周期

全鉄︓ 約20分, 全鉄＆酸化鉄(Ⅱ) or 溶存鉄(II+III)︓30分,
全鉄 ＆ 溶存鉄(II+III) ＆ 酸化鉄(II) ＆ 酸化鉄（Ⅲ）︓40分,⾃動洗浄機能有り

校正⾃動, 2点プログラムにて任意設定可能

バリデーション

⾃動, 2点プログラムにて任意設定可能

運転条件

10 - 30 °C ± 4 °C at相対湿度 5 - 95% (結露無き事)

試薬温度10 - 30 °C

サンプル圧⼒⼤気圧

サンプル量

100 - 300 mL/min

サンプル温度

10 - 30 °C

サンプル条件

最⼤パーティクル粒径 100 µm, < 0.1 g/L; 濁度 < 50 NTU

電源

220 - 240 VAC, 定格電流4 A, 50/60 Hz 最⼤消費電⼒: 440 VA

計装エアー

乾燥オイルフリー（ISA-S7.0.01-1996 quality standard for instrument air）

脱塩⽔

洗浄⽤

冷却⽔

流量︓約 5L/h, 温度︓最⼤30℃, 圧⼒︓最⼤0.5bar

排⽔

⼤気圧下（チューブ外径 Ø 64 mm）

接地

低インピーダンス (< 1 Ω) ケーブル > 2.5 mm²

アナログ出⼒4 - 20 mA 標準1点、最⼤8点（オプション）最⼤負荷抵抗500Ω

デジタル出⼒(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

Modbus (TCP/IP, RS485) RS232

アラーム

システム×1点, ユーザー設定×4点, 最⼤ 24 VDC/0.5 A, 無電圧接点

保護等級

筐体︓IP55 / コントローラ︓ IP65

材質または希釈⽤ヒンジ: Thermoform ABS, 扉: プレキシグラス壁設置⾯: 亜鉛メッキ（パウダーコーティング処理）

外形⼨法 (H x W x D)

690 mm x 465 mm x 330 mm

総重量25 kg

認証

CE 認証 / UL 認証

www.hach.com

EZ2000 シリーズ オンライン鉄濃度計

3⼨法図

測定原理
概要- 全鉄
全鉄と溶存鉄は２つの異なるメソッドを組み合わせて計測します。
分析の流れ
STEP 1.

サンプルが還元液と混合された後、数10分間・120℃で反応させます。この反応プロセス中不溶解性物質は溶解性のものに変化します。反応時間終了後、サンプルは冷却され分析槽に移送されます。この時の吸光度が計測されます。

STEP 2.

次に緩衝液と発⾊液が加えられ完全反応到達の最終の吸光度が計測されます。内蔵プログラムにより濃度が表⽰されます。これは、ランベルト・ベールの法則に基づきます。

概要- 溶存鉄鉄イオンは弱酸性2,4,6-トリピリジル-1,3,5-トリジアン(pH 4.5±0.2)と反応し⻘⾊錯体に変化します。
これをフォトメーター578 nmで計測します。
分析の流れ
STEP 1.

分析槽は脱塩⽔で洗浄された後、サンプルが充填されます。緩衝液と還元液が加えられ初期の吸光度が計測されます。

STEP 2.

発⾊液が加えられ分析槽内がスターラーにより攪拌され、完全反応到達の発⾊時の吸光度を計測

STEP 3.

します。
内蔵プログラムにより濃度が表⽰されます。これは、ランベルト・ベールの法則に基づきます。
消費量

消費量/ 28⽇/ 15分周期~ 1.0 mL / 周期

~ 2.5 L

試薬ボトル材質（容量）
プラスチック（2.5 L）

発⾊液~ 1.0 mL / 周期

~ 2.5 L

ガラス（2.5L）

還元液~ 1.0 mL / 周期

~ 2.5 Lプラスチック（2.5 L）

標準液１~ 1.0 mL / 周期

校正頻度によるプラスチック（1 L）

標準液２~ 1.0 mL / 周期

校正頻度によるプラスチック（1 L）

緩衝液

試薬

www.hach.com

EZ2000 シリーズ オンライン鉄濃度計

4オーダーインフォメーション
全鉄, 0-1 mg/L

EZ2005.99

全鉄/ 酸化鉄(II), 0-1 mg/L

EZ2305.99

全鉄/溶存鉄(II+III), 0-1 mg/L

EZ2306.99

全鉄/溶存鉄(II+III)/酸化鉄(Ⅱ), 0-1 mg/L

EZ2307.99

全鉄/溶存鉄(II+III)/酸化鉄(Ⅱ)/酸化鉄(Ⅲ),
0-1 mg/L

X

X

X

X

X

EZ2308.99

測定レンジ / 希釈オプション
標準レンジの10%

A

標準レンジの25%

B

標準レンジの50%

C

標準レンジ

0

希釈ファクター (4倍)1

希釈ファクター (10倍)3

希釈ファクター (最⼤ 20倍) ＊EZ2005のみ

4カスタマイズZ
電源

220 VAC

A110 VACBカスタマイズ

Z

サンプル流路数
1 流路

12 流路

23 流路

34 流路

45 流路

56 流路

67 流路

78 流路

84 – 20mA 出⼒数

当社は機器の改善改良に伴い事前に予告なく仕様等の変更を⾏う権利を有します。
May. 2019. EZ2000 Iron Analyzer_ver. 01x mA

12x mA

23x mA

34x mA

45x mA

56x mA

67x mA

78x mA

8RS232

A

Modbus TCP/IP

B

Modbus RS485

CAnaCommDa

D

1x mA + Modbus RS485

E

2x mA + Modbus RS485

F

3x mA + Modbus RS485

G4x mA + Modbus RS485

H

1x mA + Modbus TCP/IP

I

2x mA + Modbus TCP/IP

J

3x mA + Modbus TCP/IP

K

4x mA + Modbus TCP/IP

L

カスタマイズZ
標準

0カスタマイズS2