スイッチング電源自動検査システム解説
PTS-mini / LTS-mini / PW-800 / PW-5000 のハードウエア及びソフトウエアについて

初版
2022 年 12 月 20 日

株式会社計測技術研究所

目次
はじめに ....................................................................................................................................................... 3
自動検査システムとは？.............................................................................................................................. 3
自動検査システムの検査項目 ...................................................................................................................... 3
JEITA 規格の電気的性能試験 .................................................................................................................. 4
PTS-mini / LTS-mini................................................................................................................................... 6
ハードウエア機器構成.............................................................................................................................. 6
PW-800......................................................................................................................................................... 6
ハードウエア機器構成.............................................................................................................................. 6PW-5000....................................................................................................................................................... 8
ハードウエア機器構成.............................................................................................................................. 8
自動検査ソフトウエア PowerTestSite シリーズ ........................................................................................ 9PowerTestSite シリーズの構成 ............................................................................................................... 9
検査プログラムの作成手順 .................................................................................................................... 10
主なテスト項目....................................................................................................................................... 11
INPUT MEASUREMENT（入力測定）........................................................................................... 11
LOAD SETUP（負荷設定） .............................................................................................................. 11
OUTPUT MEASUREMENT（出力測定） ....................................................................................... 12
O.C.P. TEST（過電流保護機能試験） ............................................................................................... 13
対応機器一覧 .............................................................................................................................................. 14
お問い合わせ .............................................................................................................................................. 152

はじめに当社のスイッチング電源自動検査システム（現行の４モデル）について、各モデルの特長や用途をご紹介します。なお、スイッチング電源 ATE 製品としては自動評価システムとして PW-6000 があります
が、こちらの方は「スイッチング電源自動評価システム解説」をご覧ください。
モデル名

主な用途

備考

PTS-mini

1～4ch の小規模電源用

AC/DC コンバータ専用

LTS-mini

PTS-mini の LED 電源用

PW-800

小～中規模電源用

パワーサプライテスターmodel-800E 使用システム

PW-5000

中～大規模電源用

セミオーダーシステム

自動検査システムとは？
当社ではスイッチング電源の自動試験用製品として、以下のように分類しています。
自動検査システム自動評価システム

試験規格判定〇（PASS/FAIL 判定）－

測定値のグラフ化－〇

波形観測－〇

アウトプット

判定結果（検査成績書等）

表・グラフ・波形を含む評価レポート

主な用途

出荷検査など試作品や不良品の評価

ソフトウエアPowerTestSite シリーズ

TP (Test Process automation software)

これらのシステムで使用する電子負荷などのハードウエア機器は共通するものもありますが、上記のようにソフトウエアは全く異なります。

自動検査システムの検査項目
スイッチング電源の試験項目は多岐にわたっており、JEITA（電子情報技術産業協会）のスイッチング電源委員会（※）により次のような試験規格が策定されています。
規格番号

名称

備考

RC-9131D

スイッチング電源試験方法（AC-DC） AC/DC コンバータ用試験規格

RC-9141B

スイッチング電源試験方法（DC-DC） DC/DC コンバータ用試験規格※スイッチング電源委員会のメンバーは主要なスイッチング電源メーカで構成されています。
当社の自動検査システムはこれらの JEITA 規格をベースとしており、自動検査ソフトウエア
PowerTestSite シリーズにより検査プログラムを容易に作成することができます。
3JEITA 規格の電気的性能試験
AC： RC-9131D における項番

DC：RC-9141B における項番

ACDC

力率

7.1－

効率

7.2

7.1

高調波電流

7.3

－

突入電流

7.4

7.2

出力電圧可変範囲

7.5

7.3

非独立制御設定許容値

7.6

－

検査項目

備考

自動検査システムでは非対応

多出力スイッチング電源において、制御系が共通（非独立制御）の場合の各チャンネルの影響を調べる

静的入力変動7.7

7.4

入力電圧を定格の上限及び下限に設定したときの出力電圧の安定度

静的負荷変動7.8

7.5

負荷電流を定格の上限及び下限に設定したときの出力電圧の安定度

静的相互負荷変動7.9－

多出力スイッチング電源においてチャンネル間の影響を調べる

周囲温度変動7.10

7.6

初期ドリフト

7.11

7.7

経時ドリフト7.12

7.8

動的入力変動7.13

7.9

動的負荷変動

7.14

7.10

回復時間

7.15

7.11

リップル電圧

7.16

7.12

自動評価システムにより対応

入力周波数及びスイッチング周波数に同期した成分の p-p 電圧を測定する（スパイク状の成分は含めない）

ノイズ電圧

7.17

－出力端子間に現れるリップル電圧以外の高周波ノイズ成分の p-p 電圧を測定する

リップルノイズ電圧

7.18

7.13

出力端子間に現れるリップル電圧及び高周波ノイズ成分のp-p 電圧の合算値を測定する

過電流保護

7.19

7.14

過電流保護（OCP）機能の動作試験

過電圧保護

7.20

7.15

過電圧保護（OVP）機能の動作試験

リモート ON/OFF コン

7.21

7.16

リモートスイッチ機能を装備したスイッチング電源の動作

トロール

試験

リモートセンシング

7.22

7.17

絶縁抵抗

7.23

7.19

耐電圧

7.24

7.20

雷サージ電圧

7.25

7.21

リモートセンシング機能の確認
自動検査システムでは非対応

4静電気放電試験

7.26－

遅延時間（td）

7.27

7.22

入力電圧印加後、出力電圧が 10%に立ち上がるまでの時間

立ち上がり時間（tr）

7.28

7.23

入力電圧印加後、出力電圧が 10%から 90%に立ち上がるまでの時間

出力保持時間（th）

7.29

7.24

入力電圧遮断後、出力電圧が定格電圧範囲を保持している時
間立ち下がり時間（tf）

7.30

7.25

入力電圧遮断後、出力電圧が 90%から 10%に立ち下がるまでの時間

起動時間（ts）

7.31－

入力電圧印加後、出力電圧が 90%に立ち上がるまでの時間

瞬停保証時間7.32－

自動評価システムにより対応

出力インピーダンス

7.33

7.26

接触電流（漏えい電流）

7.34

7.27

入力雑音電圧耐量

7.35

7.28

雑音端子電圧

7.36

7.29

雑音電界強度7.37

7.30

自動検査システムでは非対応

自動検査システムでは非対応

これらの試験規格は JEITA スイッチング電源委員会により策定された「基準」であり、具体的な測定や試験方法はそれぞれのメーカによって異なる場合があります。

5PTS-mini / LTS-mini
ハードウエア機器構成
PTS-mini / LTS-mini はローコストモデルで最小構成の検査システムとなっており、AC アダプターなど、1～4 チャンネルの AC/DC コンバータ検査に適しています。
機器

主な仕様

備考
DC 入力は非対応

入力電源

交流電源のみ入力測定

交流電源またはパワーメータ

出力負荷4 チャンネル以内

出力測定

リップルノイズメータ

その他

シーケンス測定非対応

または電子負荷内蔵オプション

具体的な対応機器については、巻末の対応機器一覧をご覧ください。

【交流電源＋電子負荷の最小構成例】

PW-800ハードウエア機器構成
PW-800 は検査ラインで最も実績のあるモデルであり、パワーサプライテスタ model-800E をベースとした構成となっています。
機器

主な仕様

入力電源

AC/DC 入力対応

入力測定

交流電源またはパワーメータ

出力負荷model-800E をベース

備考

トータル 20 チャンネルまで拡張可能
6

拡張負荷

model-800E または汎用電子負荷

出力測定

model-800E またはリップルノイズメー

または電子負荷内蔵オプション RC-02A

タ（Load Station シリーズ専用）

OV 機能検査

DC 電源＋8ch スキャナ

model-800E に内蔵

DVM 測定DC 電圧測定＋16ch スキャナ

model-800E に内蔵

デジタル I/O

フォトカプラ入力 8ch 及びオープンコレ

model-800E に内蔵

クタ出力 8ch
オプション

8ch コンタクト（リレー接点）ボード、3ch

model-800E 拡張スロット用ボード

シーケンス測定ボード
その他

model-800E 標準添付

リモートボックス（SC-816A）

具体的な対応機器については、巻末の対応機器一覧をご覧ください。

【5ch 基本システム構成】

7

PW-5000
ハードウエア機器構成
PW-5000 はセミオーダーシステムとなっており、お客様の要望に従って検査システムを構築させていただきます。具体的な使用可能機器につきましては巻末の対応機器一覧をご覧ください。
機器

主な仕様

備考

入力電源

AC/DC 入力対応

入力測定

交流電源またはパワーメータ

出力負荷

汎用電子負荷出力測定

電子負荷内蔵オプション RC-02A またはトータル 20 チャンネルまで拡張可能

リップルノイズメータ
スキャナ機能ユニバーサルスキャナ SC-800A

スキャナ用フレームユニット

OV 機能検査

SC-820 （8ch スキャナ）

SC-800A 用ボード

DVM 測定SC-830 （8ch スキャナ）

SC-800A 用ボード

デジタル I/O

SC-850 （フォトカプラ入力 8ch 及びオSC-800A 用ボード

ープンコレクタ出力 8ch）
コンタクト

SC-840 （8ch コンタクト）

SC-800A 用ボード

リモート BOX

SC-810 + SC-816A

SC-800A 用オプション

シーケンス測定

MR8741 + 8966

日置電機製レコーダ

その他

8自動検査ソフトウエア PowerTestSite シリーズ
PowerTestSite シリーズの構成
PowerTestSite シリーズは対象製品によって以下のように分類されています。これらのソフトウエアは外観及び操作性の互換性があります。
名称

対象製品

備考

PowerTestSiteMINIPTS-mini / LTS-mini

PowerTestSite/PW-800

PW-800PowerTestSitePRO

PW-5000

２製品でソフトウエアを共用

なお、これらのソフトウエアで作成した検査プログラムの互換性（流用可否）については以下のようになっており、基本的には「流用できない」とお考え下さい。なお、同じソフトウエア同士の場合でも機器構成が異なる場合は PSF ファイル（システム定義ファイル）の変更が必要となります。
作成元
PowerTestSiteMINIPowerTestSite/PW-800

PowerTestSitePRO

流

PowerTestSiteMINI〇××

用PowerTestSite/PW-800

×〇×側PowerTestSitePRO

△（※）

×〇

※ 機器の構成によっては流用できない場合があります。

9検査プログラムの作成手順
PowerTestSite シリーズは、スイッチング電源の自動検査に特化しているため、最小限のパラメータを入力するだけで検査プログラムの作成が可能であり、面倒なプログラミングは不要です。実際の検査プ
ログラムは以下のような手順で作成することができます。
STEP1 テスト項目リストから項目を選択し、右側の検査プログラムエリアにドラッグ＆ドロップ
STEP2 ドロップした行を開くSTEP3 必要なパラメータ（下記の例では、100V）を入力する。

10

主なテスト項目

INPUT MEASUREMENT（入力測定）㎰（電源選択）AC / DC

測定項目選択

電圧 / 電流 / 電力 / 力率 / 効率

upper

検査上限値

lower

検査下限値

memory

測定結果をメモリに格納するときに格納場所を選択

LOAD SETUP（負荷設定）

do

負荷設定を実行するチャンネルににチェックを入れる

name

負荷チャンネルの名称（PSF ファイル内で定義されている）

mode

負荷モード（選択項目は使用する電子負荷の仕様に依存）

set

負荷設定値

tolerance

負荷設定直後の電流チェック幅（※）※ 0A を設定したいときは、100%を設定する。
11

OUTPUT MEASUREMENT（出力測定）

do

出力測定を実行するチャンネルににチェックを入れる

name

負荷チャンネルの名称（PSF ファイル内で定義されている）

mode

測定モードの選択
DCV：直流電圧

DCC：直流電流

DCP：DCV×DCC の計算値
NOISE：ノイズ電圧
FRQ：周波数

RIPPLE：リップル電圧

RESIST：抵抗値

ACV：交流電圧※FRQ, RESIST, ACV 測定はデジタルマルチメータが必要
upper

検査上限値

lower

検査下限値

set

帯域制限フィルタやリップル分離比の設定をするときチェック

filter

帯域制限フィルタの設定
LF：低域通過フィルタを挿入
HF ：高域通過フィルタを挿入
LF+HF ：LF の測定結果と HF の測定結果を加算
THRU：フィルタ無し

ratio

リップル分離比の設定
model-800E：1～15%（設定分解能：1%）
RC-02A：0～50%（設定分解能：0.5%）
RM-104：0～50%（設定分解能：0.5%）

memory

測定結果をメモリに格納するときに格納場所を選択

12

O.C.P. TEST（過電流保護機能試験）

load

measurech

使用する負荷チャンネル

mode

負荷モード

start

テスト開始電流値

end

テスト終了電流値

step

電流変化のステップ

wait

変化毎の待ち時間（秒）mode

テスト判定のモード

ch

測定するチャンネル

th終了条件値

V-C simultaneously

電圧と電流を同時に測定（model-800E のみ）

shut down at end

judgement

テスト終了時に入力電源を落とすかどうか

curr

電流値による判定

upper

検査上限値

lower

検査下限値

volt

電圧値による判定

upper

検査上限値

lower

検査下限値

judge value

負荷電流の判定方法

13対応機器一覧
以下の機器リストは、過去に動作実績のある機器の一覧となっておりますが、リストに無い機器でも対応可能な場合がありますので、別途ご相談ください。
モデル

PTS-mini

PW-800PW-5000

GPIB-USB-HS+〇〇〇

6300 シリーズ〇〇〇6500 シリーズ〇〇〇

6600 シリーズ〇〇〇6700 シリーズ〇〇〇

EAB シリーズ〇〇〇

EAC シリーズ〇〇〇

EAL シリーズ〇〇〇3332〇〇〇3334〇〇〇3193－－〇

PW3335-01〇〇〇PW3336-01〇〇〇

PW3337-01

〇〇〇

横河電機

WT-210〇－－

計測技術研究所model-519A－〇－PIA3200〇－〇

PIA4810〇－〇

菊水電子工業PAN-A シリーズ〇〇〇

TDK-Lambda

Genesys+〇〇〇model-800E－〇－

Load Station シリ〇〇〇

3300F シリーズ〇〇〇

3310G ｼﾘｰｽﾞ（※1）

△

△

△

model-800E－〇－

RM-103〇〇〇

RM-104〇〇〇

SC-860A－〇－

SQ-801－－〇

MR8741, 8966－－〇

種別
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

交流電源

パワーメータ

直流電源
コントローラ

直流電源

電子負荷

ﾘｯﾌﾟﾙﾉｲｽﾞﾒｰﾀ

シーケンス測定メーカ
NI

計測技術研究所

日置電機

菊水電子工業

計測技術研究所

計測技術研究所

計測技術研究所
日置電機

ーズ

14

ユニバーサル
スキャナﾘﾓｰﾄﾎﾞｯｸｽ

マルチメータ

計測技術研究所

計測技術研究所
KEYSIGHT
岩通計測

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ

KEYENCEDENSO WAVE

model-800E－〇－SC-800A〇－〇

SC-810〇－〇SC-820〇－〇

SC-830〇〇〇SC-840〇〇〇SC-850〇〇〇SC-816A〇〇（※2）〇

PE_SP_10〇－〇34401A〇〇〇34461A〇〇〇VOAC7521H〇〇〇

TL-70R〇〇〇

HR-100〇〇〇AT20Q-SM〇〇〇※1 3310G シリーズについては先々の対応を予定しています。
※2 SC-816A は model-800E に標準添付されています。

お問い合わせ株式会社計測技術研究所
パワエレ事業 パワエレ営業部〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬 4-11-1
E-mail：PWsales@hq.keisoku.co.jp
TEL：044-223-7950 FAX：044-223-7960

15