【試験研究用試薬】尿中薬物検査キット

DRIVEN‐FLOW® シリーズ

Alfa Scientific Designs Inc.(⽶国)

Alfa Scientific Designs Inc.社(⽶国)の尿中薬物検査キットDRIVEN-FLOWシリーズをご紹介いたします。⾮ベンゾジアゼピン系睡眠導⼊剤の化合物であるゾルピデムが検出できるキットもご⽤意しております。カスタマイズも可能ですので、ご希望やお探しの検査項⽬がありましたら、お気軽にお問合せください。

▼DRIVEN-FLOW®（マルチタイプ）仕様
シリーズ名

DRIVEN-FLOW® IV

DRIVEN-FLOW®

製品の略称

DF IV M6

DF M8-Z

項⽬数

６項⽬

8項⽬

対象項⽬

MET500/THC/COC/
BZD/BAR/TCA

MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA

検体量

スポイト規定量(〜650-700 μL)

スポイト4,5滴(約160-200 μL)

検査時間

5〜7分

1〜5分

不可
(判定は検体滴下後、５〜7分以内）経時変化がほとんどなく、検体滴下後2時間以内は読取り可能なため、タイマー不要

保管温度

２〜30℃

２〜30℃

使⽤期限

製造後24ヶ⽉

製造後24ヶ⽉

サイズ(ﾀﾃ×ﾖｺ)

11.6×4.3 cm

9.6×2.7 cm

製品のイメージ⻑時間放置後の判定読取▼検出感度 (ng/mL)＋MOR+ZOL※対象取締法・・・ 覚︓覚醒剤取締法、⼤︓⼤⿇取締法、⿇/向︓⿇薬および向精神薬取締法

略号

項⽬名

代表化合物名 等

※

IV M6

M8-Z

MET

メタンフェタミン

覚醒剤の主成分

覚

500

500

THC

⼤⿇

11-nor-Δ9-THC-9-COOH (代謝物)

⼤50

50

COC

コカイン系⿇薬

ベンゾイルエクゴニン(代謝物)

⿇300

300

BZD

ベンゾジアゼピン系

オキサゼパム(睡眠薬)

向300

300

BAR

バルビツール酸系

セコバルビタール(睡眠薬)

向200

200

TCA

三環系抗うつ薬

ノルトリプチリン向1000

1000

MOR

モルヒネ系⿇薬

モルヒネ

⿇-

300

ZOL

ゾルピデム

ゾルピデム酒⽯酸塩

向-50※本パンフレットの掲載品は体外診断⽤医薬品ではありませんので、診断、治療等の⽬的で使⽤することはできません。

® M8-Z® シリーズDRIVEN-FLOW
DRIVEN-FLOW『DRIVEN-FLOW® M8-Z』 は、メタンフェタミン、⼤⿇、コカイン系⿇薬、ベンゾジアゼピン系、バルビツール酸系、三環系抗うつ薬、モルヒネ系⿇薬、ゾルピデムの8項⽬の測定が可能です。
▼使⽤⽅法①検体を付属のスポイトで滴下する
滴下部

約160-200 μL✔８項⽬の測定可能✔ゾルピデムの追加✔測定時間は1~5分✔判定読取り時間の延⻑②スライダーを押し上げる（検体滴下後2時間は読取り可能）

カチッ▼M8-Zの判定例︓
MET（＋）、MET以外（ー）１〜5分③ラインの有無により結果を判定する

COC

MOR

BAR

TCA

MET

THCBZDZOL① ② ③ ④C
T1
T2

①

判定⽅法
テストゾーン(T)に◇⾚紫⾊のラインがある ⇒陰性（－）◆⾚紫⾊のラインがない ⇒陽性（＋）※コントロールゾーン(C)にラインがなければ無効

製品名

包装

DRIVEN-FLOW® M8-Z

DRIVEN-FLOW® M3-ID③④T1

COC MOR BAR

TCA

T2

MET

ZOL

検出感度（ng/mL）

8項目(MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA/MOR/ZOL)

MET： 500
THC： 50
COC： 300
BZD： 300
BAR： 200
TCA：1000
MOR：300
ZOL： 50

5 test

製品名

C

測定項目

25 test②

コントロールゾーンにラインがなければ無効

THC

BZD

価格(¥)

製品番号

66,00049601-00

18,00049601-01

包装

測定項目

検出感度（ng/mL）

価格(¥)

製品番号

25 test

3項目(MET500/THC/COC)

MET： 500
THC： 50
COC： 300

48,00049600-35※本パンフレットの掲載品は体外診断⽤医薬品ではありませんので、診断、治療等の⽬的で使⽤することはできません。

DRIVEN-FLOW® IV シリーズ
従来タイプです。1ストリップ1項⽬で⾒やすい仕様となっております。

DRIVEN-FLOW® シリーズ

▼使⽤⽅法
①標線まで検体を吸い取る②滴下窓に⼀様に滴下✔6項⽬の測定可能✔1ストリップ1項⽬✔測定時間は5~7分

滴下部

5~7分
③ラインの有無により結果を判定する▼判定例︓ すべて陰性（－）

判定⽅法
テストゾーン(T)に◇⾚紫⾊のラインがある ⇒陰性（－）◆⾚紫⾊のラインがない ⇒陽性（＋）

TCA

BAR

BZD

THC

COC

MET

① ② ③ ④ ⑤ ⑥CT※コントロールゾーン(C)にラインがなければ無効

製品名
®

包装

測定項目

25 test5 test6項目(MET500/THC/COC/BZD/BAR/TCA)

25 test

3項目(MET500/THC/COC)

DRIVEN-FLOW IV M6
DRIVEN-FLOW® IV ID▼DRIVEN-FLOW IVシリーズのシングルタイプ

検出感度（ng/mL）

価格(¥)

製品番号

MET： 500
THC： 50
COC： 300
BZD： 300
BAR： 200
TCA：1000

60,00049600-00

15,00049600-01

45,00049600-02

マルチタイプにはない測定項⽬*もございます。

製品名

包装

測定項目

検出感度

価格(¥)

製品番号

DRIVEN-FLOW® IV MET1000

25 test

覚醒剤

1000 ng/mL

19,00049600-03

DRIVEN-FLOW® IV MET2000

25 test

覚醒剤

2000 ng/mL

19,00049600-04

DRIVEN-FLOW® IV THC L50

25 test大麻

50 ng/mL

19,00049600-05

DRIVEN-FLOW® IV MOR

25 testモルヒネ系麻薬*300 ng/mL

19,00049600-06

DRIVEN-FLOW® IV COC

25 testコカイン系麻薬300 ng/mL

19,00049600-07

DRIVEN-FLOW® IV MDMA

25 testMDMA*

500 ng/mL

19,00049600-08

DRIVEN-FLOW® IV BZD

25 testベンゾジアゼピン系

300 ng/mL

19,00049600-09

DRIVEN-FLOW® IV BAR

25 test

バルビツール酸系

200 ng/mL

19,00049600-10

DRIVEN-FLOW® IV K2

25 test

合成カンナビノイド*

300 ng/mL

19,00049600-11

DRIVEN-FLOW® IV PCP

25 testフェンシクリジン系

300 ng/mL

19,00049600-12

DRIVEN-FLOW® IV KET

25 testケタミン*

1000 ng/mL

19,00049600-41

DRIVEN-FLOW® IV Fentanyl 200

25 testフェンタニル*

200 ng/mL

19,00049600-42

DRIVEN-FLOW® IV Cotinine

40 testコチニン*

200 ng/mL

30,40049600-44※本パンフレットの掲載品は体外診断⽤医薬品ではありませんので、診断、治療等の⽬的で使⽤することはできません。

NarcoCheck®シリーズ

Kappa City Biotech SAS(仏国)

NarcoCheck®シリーズのシングルテストとして、⾮ベンゾジアゼピン系睡眠導⼊剤の化合物であるゾルピデムと⿇薬指定の幻覚剤であるLSDが検出できるキットをご⽤意しております。付属のスポイトで滴下する⽅法とキャップを外して浸漬させる⽅法のどちらでも検査が可能です。

滴下操作方法

ディップ

スポイト
対象薬物名
ZOL or LSD
コントロールゾーン(C)⼜はテストゾーン(T)

結果判定

陰性（ー） 陽性（＋）

5～15分

CC(C)コントローゾーン

TT(T)テストゾーン②5分後〜15分以内にラインの有無を確認し、判定する。
判定⽅法
テストゾーン(T)に試料滴下部①付属のスポイトで検体を3~4滴、滴下する。

◇⾚紫⾊のラインがある ⇒陰性（－）◆⾚紫⾊のラインがない ⇒陽性（＋）①キャップを外し、試験紙部分を検体に30秒浸漬する。

※コントロールゾーン(C)にラインがなければ無効★交差反応性の参考情報（東海⼤学 救命救急医学 ⻫藤准教授に評価いただきました）
ブランク尿に LSDの主要代謝物2,3-dihydro-3-hydroxy-2-oxo-lysergideを添加し交差反応性を確認したところ、150ng/ml以上で陽性となりました。実際のLSD服⽤尿2例でも検出可能であることを確認しております。その際の2,3-dihydro-3-hydroxy-2-oxo-lysergide濃度は12.5ng/mLと23.4ng/mLでした。

保管温度︓2〜30℃
使⽤期限︓製造後18ヶ⽉
製造元︓Kappa City Biotech SAS(仏国)

製品名

包装

測定項目

検出感度

メーカーコード価格（¥）

製品番号NarcoCheck® Zolpidem

25 testZOL（ゾルピデム）

50 ng/mL

NCE-ZOL-1C

27,00049600-60

NarcoCheck® LSD

25 testLSD (リゼルグ酸ジエチルアミド)

20 ng/mL

NCE-LSD-1C

27,00049600-61

ToxWipeTM Oralシリーズ【唾液】

Oranoxis.Inc.(⽶国)

唾液を採取パッドに吸収させて複数の薬物類を検出するキットもご⽤意しております。
①テストデバイス先端のキャップを外す②採取パッド部分を⼝に含み、⾆や⾆下部にパッドをあてて拭くように動かすことで、唾液を吸収する(約１分)④採取パッドの⾓で封印シールの中⼼を押し破り、デバイスを奥まで差し⼊れる

3～5分③⻘いラインの上昇を確認できたら⼝からデバイスを抜く(C)コントロール
ゾーン⑤デバイスを平置きし、3~5分以内の結果を確認する
製品名

ToxWipeTM Oral6+(T)テストゾーン

略号

測定項目検出感度MEAM
TH
OP
CO
BZ

メタンフェタミン
アンフェタミン
大麻（Δ9‐THC）
モルヒネ系麻薬コカイン系麻薬
ベンゾジアゼピン系

50 ng/mL
50 ng/mL
25 ng/mL
40 ng/mL
20 ng/mL
10 ng/mL

CC

AM

MEOP

BZ

COTH

判定例︓BZ（＋）、BZ以外（－）

保管温度︓2〜30℃
使⽤期限︓製造後24ヶ⽉
テストゾーン(T)に判定⽅法◇⾚紫⾊のラインがある ⇒陰性（－）◆⾚紫⾊のラインがない ⇒陽性（＋）※コントロールゾーン(C)にラインがなければ無効

包装

項目数

メーカーコード価格（¥）

製品番号

25 test6項目

TW-100601

65,00049600-70

EA221204

RFA-09（202301）