冷媒分析器

アルティマ ID Pro R
取扱 説 明 書【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

アルティマ ID Pro R
安全にご使用いただくためにこのたびは、アルティマ ID Pro R をお買い上げいただきましてありがとうございます。
● この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
● ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
● 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
● 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
● 本機を用途以外の目的で使わないでください。
● 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
・ 付属品等に不足はないか。
万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
）

警告表示の分類
本書および本機に使用している警告表示は、次の 3 つのレベルに分類されます。

目

危険

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く差し迫った危険な状態。

警告

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

注意

本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

ガス注意

猛毒

火気厳禁

火災

保護具着用

コード取扱

作業環境

分解禁止

取扱説明書

その他

次

安全上のご注意 ............................................. 2製品の構成 ....................................................... 61

感電

各部の名称 .................................................... 6仕様 ............................................................... 7
標準付属品 .................................................... 7別販売品 ........................................................ 7準備 ................................................................... 8AC アダプタの接続方法 ................................ 812VDC 電源コードの接続方法（別販売品）.................................................... 8使用方法 .......................................................... 9アルティマの起動 ......................................... 9自動補正 ....................................................... 10
サンプルホースの接続方法 ............................ 11フロンの分析 ................................................. 12分析結果（分析可能ガスの場合）................... 13
分析結果（識別可能ガスの場合）................... 16エアー量の測定 ............................................. 16
サンプルホース交換方法 ............................... 17印刷方法 ........................................................ 18
液晶ディスプレイのコントラストの調整 ...... 20
保守・点検 ..................................................... 21
サンプルフィルタの交換 ............................... 21
サンプルホースの点検および清掃 ................. 22
液冷媒を誤って取り入れた場合 .................... 22
プリンタ用紙の交換 ...................................... 23
修理 ............................................................... 24
アップデート ................................................. 24

ULTIMA ID Pro R
安全上のご注意● 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

警告◆ 本機を使用する場合は、換気のよい場所で行ってください。

安全上のご注意● ここでは、本機を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。

換気の悪い場所で、万一ガス漏れがありますと酸欠で窒息する恐れがあります。

◆ フロンが燃焼するとホスゲンという猛毒が発生し、そのガスを吸い込むと大変危険です。
火気を絶対に近づけず、換気のよい場所で作業してください。

◆ 作業中の火気・たばこは厳禁。
たばこを吸っている時にフロンが漏れると、たばこの火で、ホスゲンが発生し、吸引する恐れがあります。

◆ 可燃性ガスの発生・流入・滞留の恐れのある場所や、可燃性ガスや引火物のある場所で使用しないでください。
火災の原因となります。

◆ 本機を操作している近くでは、引火物を使わないでください。
ラッカー・ペイント等の可燃性スプレー及び油（機械油も含む）の蒸気は、発火の原因となります。

◆ フロンを扱う際には、必ず保護眼鏡、保護手袋を着用してください。
フロンが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷になったり失明する恐れがあります。

◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。
◆ 濡れている場所、湿気の多いところでは使用しないでください。
雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する危険があります。

◆ 空調システムに本機を接続する前には、必ずコンプレッサーや自動車のエンジンを切ってください。

2

アルティマ ID Pro R
安全上のご注意警告◆ AC アダプタは、常に点検し異常がないことを確認した上、がたつきがない様に、しっかりコンセントに差込んでください。
AC アダプタに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電や火災の原因となります。

◆ AC アダプタは、他の電気器具と併用したりタコ足配線をしないでください。
火災の原因となります。

◆ 12VDC 電源コード及び、AC アダプタのコードを引っ張らないでください。
感電や火災・ケガの原因となります。

◆ 高圧側液用オイルトラップとサンプルホースを適切に使用してください。
適切なサンプルポートへ正しいホースを使用しない場合、正確な分析ができないばかりか、本体への損傷をもたらす可能性があります。

◆ サンプルホースに高圧側液用オイルトラップを使用しない状態で、液冷媒もしくはオイルを多く含んだガス冷媒を入れないでください。
また、低圧サンプルホースアセンブリーに液冷媒もしくはオイルを多く含んだガス冷媒を入れないでください。
◆ 保守・点検のときは、必ず電源スイッチを OFF にし、12VDC 電源コードを外してください。
本機が急に動き事故の原因となります。

◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
内部にはサービス可能な部品はなく、分解すると保証の対象外となります。
また、感電事故が発生する可能性があります。

3

ULTIMA ID Pro R◆ 結果の予測ができない、または確信のもてない取扱いはしないでください。
◆ 本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。
◆ 3.4MPa（500psig）以上の圧力を超えるサンプルには決して接続しないでください。

安全上のご注意

注意◆ 作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
作業環境が悪いと事故の原因となります。

◆ 風通しの良い所に置いて使用してください。
◆ 直射日光が当たる場所で使用したり、保管しないでください。
◆ 疲労、飲酒、薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
◆ ご使用の前にサンプルホースを必ずチェックしてください。
ひび割れやほつれ、詰まり、オイル汚れがあれば、ホースを交換してください。

◆ 使用中、エアーインテークポート、サンプル排出ポート、または本機の通気孔を絶対にふさがないでください。
ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

◆ 充電器が熱くなったら、ただちに充電器のプラグを抜き、充電器が冷めてから再度ご使用ください。
充電器が高温のまま使用すると、火災の原因となります。

◆ サンプルホース以外のものは、使用しないでください。
他のホースの使用は分析や自動補正に悪影響をもたらす可能性があります。

◆ 必ず平らな、振動のない場所でご利用ください。
◆ 電磁波を発信する機器等の近くで使用しないでください。
本機の誤動作の原因となります。電波の影響を避けるため、本機より 3m 以上離してください。

◆ サンプルフィルタの外周に赤い斑点やシミが現れたら必ず新しいフィルタと交換してください。
塵やオイルミストが本機内に流入し、本機が故障します。

4

アルティマ ID Pro R
安全上のご注意注意◆ 本書、および当社カタログに記載されている指定の付属品以外は使用しないでください。
事故や故障の原因となります。

◆ 本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損、亀裂、変形等がないか点検してください。
破損・亀裂・変形等がある状態で作業を行うと、けがや事故の原因となる場合があります。

◆ 各部に変形、腐食等がないか常に日常点検を行ってください。
◆ USB ポートは使用しないでください。
こちらは内部データのアップデート専用です。データの出力には使用しません。

◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、または鍵のかかる場所に保管してください。

5

ULTIMA ID Pro R
製品の構成
各部の名称

液晶ディスプレイ
赤色LED

緑色LED

サンプルフィルタ

製品の構成

プリンタドアエアーインテークポート

背面接続ポート
電源ON/OFF
プッシュボタンスイッチ

サンプル吸入ポート
サンプル排出ポート
USBポート
12VDC電源入力ポート

サンプル吸入 高圧側へ接続ポートへ接続 （1/4 フレア）

サンプルホース

交換用サンプルホース

ACアダプタ6

アルティマ ID Pro R
仕様品

名アルティマ ID Pro R

コード No.

NT700HR

分析可能気体R32･R410A･R407C･R404A･R134a･R22･HC(R600a,R600,R290 ※ 1)･Air

製品の構成

分析精度

R32･R410A･R407C･R404A･R134a･R22･HC(R600a,R600,R290 ※ 1)･Air
R12･R408A･R409A･R417A･R421B･R422A･R422B･R422C･R427A･
R1234yf･R124･R125･R142b･R143a･R401A･R401B･R401C･R402A･
R402B･R406A･R407A･R407B･R407D･R407E･R407F･R409B･R414b･
R438A･R507A など± 2.0% 以上

センサー型式

非分散赤外線多センサー感知式

使用環境

周囲温度：10-49℃、周囲湿度：0 ～ 95％ RH（結露なし）

識別対象気体電源

質量100V (50/60Hz) ※ 2
1.4kg

サイズ

（L）200 ×（W）395 ×（H）100※ 1  HC（炭化水素ガス）3 種類は、まとめて HC として分析されます。
※ 2  別販売品により、カーバッテリーにも対応可能です。
（8 ページ参照）

標準付属品
品

名アルティマ ID Pro R 本体

コード No.
－名コード No.

AC アダプタ

NT001

サンプルホース

NT020

プリンタ用紙（1 ヶ）NT007

高圧側液用オイルトラップ

NT021

キャリングケース

交換用サンプルホース

NT022

取扱説明書

サンプルフィルタ（1 ヶ）NT626081

別販売品
品

名

プリンタ用紙（10 ヶ入）

7

品

コード No.
NT531080－IM0372ULTIMA ID Pro R
準備

AC アダプタの接続方法① 付属の AC アダプタを背面の 12VDC 電源入力ポートに接続します。

12VDC電源入力ポート② 100V の電源に、AC アダプタを接続してください。

12VDC 電源コードの接続方法（別販売品）
クリップ赤＋側

12VDC
電源入力
12VDC
電源コード備② 自動車の 12VDC バッテリーに、クリップ赤を＋側・クリップ黒を－側を接続してください。

準① 12VDC 電源コードを背面の 12VDC 電源入力ポートに接続します。

クリップ黒−側8アルティマ ID Pro R
使用方法
アルティマの起動① プッシュボタンスイッチの電源 ON/OFF
ボタンを押して起動させてください。
② 図 1 の画面が表示され、その後、図 2 の画面が 3 秒ほど表示されます。
※ ウォームアップの後、必要であれば自動補正画面が表示されます。

電源ON/OFF押す③ その後、図 3 のウォームアップ画面に移行します。
サンプルホースを冷媒分析器に接続した後、30 秒間自動でウォームアップが行われます。

ULTIMA ID PRO
SOFTWARE VERSIONXXX‐XXXX‐XXXX

使用方法

図1TO CHANGE
SETTINGS OR
REPLACE PAPER
ROLL PRESSSETSET

セッティングの変
更 も し く は、ロ ールペーパーの交換は SET を押してください。

DONE

図2CONNECT HOCE
TO ANALYZER
サンプルホースを冷媒分析器に接続してください。

図39

ULTIMA ID Pro R
自動補正● 自動補正とは、フロンを分析する前に内部のポンプを通じて、新しいエアーを供給し、内部の残留フロンを取除く工程のことです。この工程を行うことで正しい分析結果を得ることができます。
● 自動補正を定期的に行う必要があります。
自動補正が必要な際は、その都度下記のような案内が表示されます。案内の表示に従ってください。
① サンプルホースをボンベもしくは空調機器から取り外し、"CAL" を選択してください。（図 4）エアーキャリブレーショ
AIR CALIBRATION
ンがすぐに必要です。
IS NEEDED NOW
1. ホースを外して
1- DISCONNECTください。
HOSE FROMSOURCE
2. CAL を選択して補正を始めて
2- PRESS CAL TO START ください。

OFFCAL② 自動補正が始まり、図 5 の画面が表示されます。自動補正には約 130 秒かかります。

−CALIBRATING−

塞ぐと内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

使用方法−PROGRESS−CALBACKSKIP

図5警告◆ 使用中、エアーインテークポート、サンプル排出ポート、または本機の通気孔を絶対にふがないでください。

図4押す③ 自動補正が完了すると図 6 の画面が表示されます。
● 図 7 の画面が表示された場合、エアーキャリブレーションがうまくいかなかったことを示しています。この場合は風通しのよい場所へ移動し、空気吸込口の近くに冷媒が流れていないことを確認した上でRETRY ボタンを押してください。

CAL−READY−準備

1- CONNECT HOSE
2- OPEN VALVE
3- PRESS TESTOFFHELP

1. ホースを接続。
2. バルブを開栓。
3. TEST ボタンを押してください。

TEST注意◆ サンプルフィルタの外周に赤い斑点やシミが現れたら、必ず新しいフィルタと交換してください。
塵やオイルミストが本機内に流入し、本機が故障します。詳細は「P21 サンプルフィルタの交換」
を参照してください。

図6

AIR CAL UNSTABLE
CLEAR AIR INTAKEAND VERIFY GASIS NOT FLOWINGOFFCALRETRY押す

図710アルティマ ID Pro R
サンプルホースの接続方法〈ガス分析時サンプルホース〉
サンプル吸入ポート① 本機のサンプル吸入ポートにサンプルホースを接続してください。
② サンプルホースをボンベのガス側に接続し、バルブを開いてください。

〈液分析時サンプルホース〉※ 液冷媒でテストを行うときは高圧側液用オイルトラップを使用してください。

ガス側

サンプルホース1/4

ボンベ※ 冷媒中に液がある場合、バルブを開くとオイルがオイルトラップに溜まります。テスト後オイルは適切な手順で処理してください。

※ サンプルホースの真鍮継手には液冷媒を気体に変えるためのフィルタがついています。

サンプル吸入ポート

使用方法※ オイルの量によってはサンプルホース内にオイルが詰まる場合があります。その場合は交換用サンプルホースに交換してください。
「P17 サンプルホース交換方法参照」

高圧側液用
オイルトラップ
液側① サンプルホースの中間にある継手を緩め、サンプルホース1/4ホースを 2 本に分離してください。
② オイルトラップに右図の通りにホースを接続してください。

ボンベ
サンプルホース1/4③ ホースの真鍮継手側をボンベの液側に接続し、バルブを開いてください。

警告◆ 空調システムに本機を接続する前には、必ずコンプレッサーや自動車のエンジンを切ってください。
◆ サンプルホースを適切に使用してください。
適切なサンプルホースへ正しいホースを使用しない場合、正確な分析ができないばかりか、本体への損傷をもたらす可能性があります。

◆ 3.4MPa（500psig）以上の圧力を超えるサンプルには決して接続しないでください。
◆ 使用中、エアーインテークポート、サンプル排出ポート、または本機の通気孔を絶対にふさがないでください。

11

ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ULTIMA ID Pro R
フロンの分析
① TEST ボタンを押してください。（図 8）−READY−準備

1- CONNECT HOSE
2- OPEN VALVE
3- PRESS TESTOFFHELP

1. ホースを接続。
2. バルブを開栓。
3. TEST ボタンを押してください。

TEST

押す

−TESTING−② 図 9 の画面が表示され、フロンの分析が開始されます。（分析時間：約 120 秒）

図8
分析中

THIS WILL ONLY テストには 120 秒かかります。
TAKE 120 SECONDS
冷媒分析中

使用方法

−PROGRESS−

図9③ テスト終了後、冷媒分析のため図 10 の画面に移行します。

ANALYZING THE
REFRIGERANT

この時、分析器は小さなコンタミの信号や、ノイズを感知し、冷媒を正確に分析するための確認作業を行っています。
冷媒の分析終了後、分析結果が表示されます。

図10警告◆ 使用中、エアーインテークポート、サンプル排出ポート、または本機の通気孔を絶対にふさがないでください。
ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。

12アルティマ ID Pro R
分析結果（分析可能ガスの場合）〈混合冷媒〉●

純度が高い場合

0.0% AIR

まず図 11 の様に、「100% ＋冷媒名」が表示されます。

100%R410A

続いて MORE を選択すると、図 12 の様に組成が表示されます。
BACK

MORE

押す

図11使用方法−RESULTS−COMPONENTS OF
R410A
100.0%
R125
50.0%
R32
50.0%
BACK

PRINT

DONE
図12●

組成が不正確な場合

まず図 13 の様に、「COMPONENTS OF（組成としては）＋冷媒名」が表示されます。
続いて MORE を選択すると、図 14 の様に組成が表示されます。

0.0% AIRCOMPONENTS OF

R410A

BACK

MORE

押す

図13−RESULTS−COMPONENTS OF
R410A
100.0%
R125
60.0%
R3240.0%
BACK

PRINT

DONE
図1413ULTIMA ID Pro R●

他の冷媒が混ざっている場合

0.0% AIRま ず 図 15 の 様 に、「 冷 媒 名 ＋CONTAMINATED（ 汚 染 さ れ て い る ）」が表示されます。
続いて MORE を選択すると、図 16 の様に冷媒の組成が表示されます。
また組成の比率が分析できなかった場合
は、図 17 が表示されます。

R410A

CONTAMINATED
BACK

PRINT

MORE押す

図15

BACK

PRINT

DONE

使用方法

−RESULTS−
R410A
98.7%
R221.3%

図160.0% AIR
UNKNOWNREFRIGERANT

BACK

PRINT

不明な冷媒ガス

DONE
図17●

分析完了後には、DONE を押してください。

14アルティマ ID Pro R〈単一冷媒の場合〉●純度が高い場合

0.0% AIR

単一冷媒の場合、純度が高いと図 18 の様に「100％ + 冷媒名」が表示されます。

100%R22

続いて MORE を選択すると、図 19 の様に冷媒の組成が表示されます。
BACK

PRINT

MORE
図18

分析完了後には、DONE を押してください。

−RESULTS−
R22
100.0%
R410A
3.0%

使用方法

BACK

PRINT

DONE
図19

●

他の冷媒が混ざっている場合

ま ず 図 20 の 様 に、「 冷 媒 名 ＋CONTAMINATED（ 汚 染 さ れ て い る ）」が表示されます。
続いて MORE を選択すると、図 21 の様に冷媒の組成が表示されます。

0.0% AIR

R22

CONATAMINATED 汚染されている
BACK

PRINT

MORE押す分析完了後には、DONE を押してください。

図20−RESULTS−
R22
97.0%
R410A
3.0%

BACK

PRINT

DONE
図2115ULTIMA ID Pro R
分析結果（識別可能ガスの場合）● 冷媒名のみが画面に表示されます。
（図 22）● PRINT ボタンを押すと、チャンネルデー
タが印刷されます。
チャンネルデータ表示では、分析された冷媒成分が F 値により表示されます。

0.0% AIRREFRIGERANT

R422B

PURITY UNKOWN
PRINT

DONE

PRINT

プリント出力結果は 19 ページの図 34 のように出力されます。

図22

エアー量の測定● 本機は各冷媒を分析する際、分析冷媒に対するエアーの濃度を測定することができます。

100%

使用方法

エアー量は図 23 の画面右上に表示されます。この場合、分析冷媒の 10% を空気が占め、残り 90% を冷媒が占めることになります。

10.0% AIRR22BACK

MORE

PRINT

図23

● 通常の冷媒分析とエアー量の測定は独立して行われます。
通常の冷媒分析では、エアーは含まれていてもカウントされず、残りの冷媒のみが分析されます。（図 24）● 通常の冷媒分析は図 25、エアー量の測定は図 26 のようになります。

−RESULTS−
R22
100.0%
R410A
3.0%

BACK

PRINT

DONE
図24

分析対象

冷媒A

分析対象

Air

冷媒B

冷媒A

Air

冷媒B
図25

図2616アルティマ ID Pro R
サンプルホース交換方法〈サンプルホース交換方法〉● オイルの量によってはサンプルホース内にオイルが詰まる場合があります。その場合は交換用ホース組に交換してください。
① 本機より真鍮継手のついたサンプルホースを取り外してください。
② 真鍮継手のホース側にある真鍮製フィルターを取り外してください。（図 27）
取り外す際は真鍮継手にキズがつかない様に気をつけて、レンチを使用してください。

図27③ 真鍮継手内にオイルや破片がないか確認してください。
使用方法④ 真鍮継手にオイルがついている場合、無水アルコール等の脱脂洗浄剤を吹きかけてください。真鍮継手を 1 分以上洗浄剤に浸けないでください。
⑤ 真鍮継手を乾燥させ、継手にオイルが残っていないか確認してください。オイルが残っていると、新しいフィルターを早く詰まらせることになります。
⑥ 交換用ホース組の新しいフィルターを真鍮継手に接続して、O リングがきちんと密閉するよう締め付けてください。手締めの接続で十分です。

図28

図27

〈サンプルホース〉● 両端にプラスティックの継手がついているホースの交換方法です。（図 28）① 両端のプラスティック継手に傷、損傷がないか確認してください。損傷があった場合、スペアのプラスティック継手と交換してください。

図28

17

ULTIMA ID Pro R
印刷方法① 分析結果画面に表示されている "PRINT"
ボタンを押すと分析結果が表示されます。
印刷中には図 29 の画面が表示されます。
"UNKNOWN REFRIGARANT" の 場 合、
詳細結果は印刷されず、かわりにテストからのチャンネルデータが印刷されます。
その際には図 30 の画面が表示されます。

−PRINTING−NOW PRINTINGRESULTSBACKDONE

PRINT

図29

② 印刷終了後は印刷用紙を丁寧にちぎり取り、その後 "BACK" ボタンを押して前の画面に戻ってください。

3.0%

BACK

DONE

PRINT

使用方法

※ もう 1 部同じ内容を印刷する場合は同じ手順を繰り返してください。テストを終了する場合は "DONE" ボタンを押します。

−PRINTING−NOW PRINTINGCOMPONENTS
R410A

図30

次ページ図 31、32、33、34 はプリント出力されたテスト結果のサンプルです。

18

アルティマ ID Pro R

使用方法

19

図31

図32

図33

図34

ULTIMA ID Pro R
液晶ディスプレイのコントラストの調整① 液晶ディスプレイのコントラスト調整を始めるには、アルティマの起動画面で "SET"ボタンを選択してください。
（図 35）
図 36 の画面が表示されます。

TO CHANGESETTING OR
REPLACE PAPER
ROLL PRESS

セッティングの変
更 も し く は、ロ ールペーパーの交換
は SET を押してください。

SETDONE

SET

図35

押す

② 図 36 の画面で、"SET" ボタンを選択してください。

新しいロールペー
TO FEED A
パ ー を 送 る た め、NEW PAPER ROLLFEED を押してください。
PRESS FEEDPRESS SET TO
コントラストを調整
ADJ LCD CONTRAST するためには、SETを押してください。

FEEDSET
図36

押す③ 図 37 のコントラスト調整画面が表示されます。
④ a）"UP" ボタンと "DOWN" ボタンを使って液晶ディスプレイのコントラストを設定し、b）設定が終わったら "SAVE" ボタンを押してください。画面は図 35 のヘルプ
画面に戻ります。

ADJUST CONTRAST
CURRENT VALUE
40
DEFAULT VALUE
40

コントラスト調整

DOWN

SAVE

UP

使用方法

BACK

現在の値
初期値

図37押す

押す

（a） （a）
DOWN UP

押す（b）

20

アルティマ ID Pro R
保守 ･ 点検● 以下の箇所を定期的に点検・清掃し、適時修正または交換を行ってください。

サンプルフィルタの交換
交換の目安
透明のプラスティックハウジングの内側にある白いサンプルフィルタの外周に、赤い斑点やシミがないか確認してください。
塵やオイルミストが機器内に流入する原因となりますので、赤い斑点やシミがあれば新しいサンプルフィルタに交換してください。
※ 白いサンプルフィルタの端の内側部分は赤く見えることがありますので、間違わないよ
うにご注意ください。

注意◆ 交換しないでそのまま使用しつづけると、本機が故障します。

交換方法① サンプルフィルタをまっすぐ上方に引き出し、本機押さえクリップから取外します。
② 取外したサンプルフィルタの両端にある黒くて柔らかいゴムチューブを注意深く外します。
保守・点検※ チューブをケース内部に落とさないようご注意ください。
※ 取外したサンプルフィルタは、環境に配慮した正しい方法で廃棄してください。
③ 新しいサンプルフィルタのバルブにゴムチューブをはめ、サンプルフィルタの矢印を本機トップパネルの矢印に合わせます。
④ 新しいサンプルフィルタを元の位置に注意深く戻し、押さえクリップで固定します。
⑤ オイル詰まりがないかサンプルホースを点検してください。
※ 通常、サンプルフィルタの交換はサンプルホースの清掃や交換と同時に行います。

21

ULTIMA ID Pro R

サンプルホースの点検および清掃
サンプルホースの点検
ホースの内側にオイルの汚れ、詰まり、ねじれ、傷、擦り傷、磨耗がないか点検してください。
破裂などの危険を避けるため、磨耗が見られるホースは直ちに交換してください。

サンプルホースの清掃方法① 本機からホースを外し、ホース内に無水アルコールなどの脱脂洗浄剤を流して、内側チューブのオイルをすべて洗い流してください。
※ 無水アルコールは、お近くの薬局等でお買い求めください。

警告◆ ホースの洗浄中は、火気厳禁です。
◆ ホースの洗浄中は、風通しの良い場所で作業を行ってください。
② 内側のホースにドライ窒素かエアーを吹き付けて乾燥させるか、数時間自然乾燥してください。
保守・点検警告◆ 空気にオイルが混じっているような場所での乾燥は避けてください。

③ ホースが完全に乾いたら、摩耗などの兆候がないか再点検し、もし異常があれば P17「サンプルホース交換方法」で説明した様に、ホースを交換してください。

液冷媒を誤って取り入れた場合
液冷媒を誤って取り入れた場合は、フィルタ・サンプルホース・本機内部に多量の油が入り、オーバーホールの必要があります。決してご自分で修理をなさらないで、お買い求めの販売店または、弊社までご用命ください。

22

アルティマ ID Pro R
プリンタ用紙の交換● 印刷した用紙の左側に赤い線が現れたら、ロールペーパー交換の目安です。
① 用紙を交換するには、アルティマの起動後、図 38 の画面で "SET" ボタンを選択してください。

TO CHANGESETTING OR
REPLACE PAPER
ROLL PRESS

セッティングの変
更 も し く は、ロ ールペーパーの交換
は SET を押してください。

SETDONE

SET

押す② 図 39 の画面が表示されるので、"FEED"ボタンを選択してください。

図38

新しいロールペー
TO FEED IN A
パ ー を 送 る た め、NEW PAPER ROLLFEED を押してください。
PRESS FEEDPRESS SET TO
コントラストを調整
ADJ LCD CONTRAST するか、高度設定する た め に は、SETを押してください。

BACKFEED

保守・点検

押す

③ 給 紙 口 を 開 け 古 い 用 紙 を 破 り 取 り、 古いロールが全て排出されるまで図 40 の"FEED" ボタンを選択してください。古いロールペーパーを取除くことができます。
④ 新しいロールペーパーは下図のように、巻き終わりを下側にして挿入してください。

⑥ 最後にプリンタドアー内のスロットにロールペーパーをスライドさせドアを閉じます。

23

図39

TO LOAD PAPER
1. PRESS FEED
2. INSERT PAPER
3. PRESS DONE TO
EXIT

ロールペーパーを装填する。

FEEDDONE押す⑤ 新しいロールペーパーを挿入した後、再度図 40 の "FEED" ボタンを押すと、自動的に給紙されます。用紙がプリンターの上部に出てきたら "DONE" ボタンを選択し、給紙が完了します。

SET

1. FEED を押してください。
2. ロール紙を入れてください。
3. DONE を押して終了です。

図40

ULTIMA ID Pro R
修理
正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないで、お買い求めの販売店または、弊社までご用命ください。

アップデート
新冷媒が発売される場合や機能を追加する場合、製品のソフトウェアをアップデートします。アップデート時は、弊社よりご連絡致します。

保守・点検

24

アルティマ ID Pro R

25

ULTIMA ID Pro R26

コード No. IM0372

Ver.02A