BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

Bone Level（BL）補綴マニュアル 目次
１ . 概要2 〜 15２ . 治療計画

16 〜 17３ . 歯肉のマネジメント

18 〜 26

４ . 印象採得

27 〜 46

５ . プロビジョナルレストレーション

47 〜 50

６ . セメント固定式上部構造

51 〜 64

７ . スクリュー固定式上部構造

65 〜 80

1 ボーンレベル（BL）インプラント ………………………………………………………………………………………………………… 2
2 コネクションデザインについて……………………………………………………………………………………………………………… 33 上部構造3-1 インプラント上部構造の種類 …………………………………………………………………………………………………………… 4
3-2 セメント固定式上部構造 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
3-3 スクリュー固定式上部構造 …………………………………………………………………………………………………………… 5
3-4 オーバーデンチャー式上部構造 ………………………………………………………………………………………………… 6 〜 7
3-5 上部構造パーツ一覧 …………………………………………………………………………………………………………… 8 〜 10
3-6 補綴の種類と使用上部構造パーツ …………………………………………………………………………………………… 11 〜 12
3-7 上部構造パーツの口腔内装着の際の注意点 ……………………………………………………………………………………………13
3-8 上部構造パーツの口腔内装着について ………………………………………………………………………………………………14
3-9 カラーコードについて …………………………………………………………………………………………………………………15
3-10 上部構造パーツご使用の際の注意事項 ………………………………………………………………………………………………15

1 ワックスアップ / 診断用模型 …………………………………………………………………………………………………………………16
2 X 線テンプレート ………………………………………………………………………………………………………………………………16
3 外科用テンプレート……………………………………………………………………………………………………………………………17

1 ヒーリングアバットメント…………………………………………………………………………………………………………… 19 〜 24
2 カスタムヒーリングアバットメント………………………………………………………………………………………………… 25 〜 26

1 印象術式について………………………………………………………………………………………………………………………………27
2 印象レベルについて……………………………………………………………………………………………………………………………28
3 直接印象法………………………………………………………………………………………………………………………………………29
4 オープントレー印象法（インプラントレベル）…………………………………………………………………………………… 29 〜 32
5 クローズドトレー印象法（インプラントレベル）………………………………………………………………………………… 32 〜 35
6 オープントレー印象法（アバットメントレベル）………………………………………………………………………………… 36 〜 39
7 クローズドトレー印象法（アバットメントレベル）……………………………………………………………………………… 40 〜 42
8 デジタル印象法………………………………………………………………………………………………………………………… 43 〜 46

1 テンポラリーアバットメント………………………………………………………………………………………………………… 47 〜 50

1 ポストアバットメント………………………………………………………………………………………………………………… 51 〜 53
2 アングルアバットメント / プレパブルアバットメント ………………………………………………………………………… 54 〜 58
3 キャストオンアバットメント………………………………………………………………………………………………………… 59 〜 64

1 スプリントアバットメント…………………………………………………………………………………………………………… 65 〜 75
2 キャストオンアバットメント………………………………………………………………………………………………………… 76 〜 80

テクニカルインフォメーション―鋳接テクニック―81 〜 82

８ .CAD/CAM 技工によるカスタムアバットメント

83 〜 86

９ . オーバーデンチャー

87 〜 107

1 チタンベースアバットメント………………………………………………………………………………………………………… 83 〜 86

1 オーバーデンチャーについて…………………………………………………………………………………………………………………87
2 スプリントアバットメント…………………………………………………………………………………………………………… 88 〜 94
3 ボールアバットメント……………………………………………………………………………………………………………… 95 〜 100
4 LOCATOR アバットメント ……………………………………………………………………………………………………… 101 〜 107

1® Implant System

1 概要

１. 概要

2 適応症／禁忌症

1

ボーンレベル（ BL ）インプラント

ボーンレベル（BL）インプラントは、ノンサブマージドまたは、サブマージドの術式に対応でき、骨レベルにおけるインプラント治療のソリューションを提供し、特に審美要求の高い治療に適しています。

3 インプラントの埋入位置

BL インプラントは、17 のテーパード HEX コネクションを有しています。インプラント体はテーパー形状とストレート形状があり、表面のスレッドピッチはボディ部で 0.8mm、マイクロスレッド部は 0.4mm に設定されています。

4 診査・診断

プラットフォーム スイッチング（ Platform Switching ）5 治療計画・術前準備

コンケイブ カントゥア（ Concave Contour ）マイクロスレッド部
オプティマ スレッド
（ Optima Thread ）6 一次手術

ボディスレッド部

7 軟組織のマネジメント

オプティマスレッド（Optima Thread）
マイクロスレッド部とボディスレッド部にデザインされています。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

プラットフォーム スイッチング（Platform Switching）
インプラント体の直径よりアバットメントを細くすることで、骨より早く歯肉組織が成長する空間を設け、骨頂近傍の骨吸収を抑制します。
コンケイブ カントゥア（Concave Contour）

9 関連情報アバットメントのカフ部には、ティッシュマネージメントを考慮し、コンケイブ カントゥア がデザインされています。

2

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要
2 適応症／禁忌症

2

コネクションデザインについて

BL インプラントのコネクション部はテーパード HEX コネクションを採用しています。
本コネクションデザインは 17 （片面 8.5 ）のテーパージョイントで、HEX（六角形）タイプの回転防止機構がデザインされています。

3 インプラントの埋入位置

これにより高いレベルでの封鎖性と操作性が期待できます。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報3® Implant System

1 概要
2 適応症／禁忌症

3

上部構造

3-1

インプラント上部構造の種類

3 インプラントの埋入位置

インプラント補綴では、患者の状況や要望はもちろんであるが、機能や審美的な面から上部構造を選択することができます。上部構造
は固定性の違いから、セメント固定式とスクリュー固定式に分けることができます。
セメント固定式の上部構造は、歯冠部にアクセスホールがないため審美性に優れており、また通常のクラウン、ブリッジワークと同じ術式で上部構造の製作を行うことができます。
しかし、セメント固定式上部構造を製作するには、ある程度のインプラント体から対合歯までのクリアランスが維持力のために必要になり、余剰セメントを考慮したカフ部の選択やマージンの設定が必要となります。

4 診査・診断

次にスクリュー固定式上部構造は術者可撤式であり、歯冠部等に、スクリューを締結するためのアクセスホールが設定されます。スク
リューの開閉により上部構造の着脱が可能であり、メンテナンスを重要視する場合に効果的です。また、長軸的にインプラント体から対合歯までのクリアランスが少ない場合でも、維持機構がスクリューのため確実な維持力が得られます。
また、患者可撤式の上部構造としてインプラント体をアンカーにした、オーバーデンチャー等があります。
これら上部構造の特長を十分に理解し、適切な上部構造の選択をすることが必要になります。

5 治療計画・術前準備

各上部構造の長所と短所
術式

セメント固定式上部構造

スクリュー固定式上部構造

オーバーデンチャー

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

・適切な歯列アーチの形成
・床縁付与による軟組織欠損に対処が可能

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報4

長所・従来の術式に類似している・セメント介在による適合性の許容・アクセスホールが無い、優れた審美性

・上部構造の着脱が可能
・軸面が短い症例において確実な維持が可能
・歯肉部分の付与により軟組織欠損に対処が可能

短所

・残留セメントに注意が必要
・軸面が短いまたは軸面傾斜が強い場合に維持の確保が困難

・パッシブフィットの獲得が困難
・アクセスホールの存在による審美障害【バーアタッチメント式オーバーデンチャー】
・大きな維持力が可能
・インプラント体に加わる回転を許容【ボールアタッチメント式オーバーデンチャー】
・操作が簡単・可撤性に優れたオーバーデンチャーの製作が可能（患者可撤式）・インプラント体間の角度は、構造上 40 の範囲の傾斜に対応
・ダルボチューニングシステムにより、維持力の調節が可能【LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャー】
・操作が簡単・可撤性に優れたオーバーデンチャーの製作が可能（患者可撤式）・インプラント体間の角度は、構造上 40 の範囲の傾斜に対応
・リプレイスメントメールを選択することにより、維持力の調節が可能
・義歯被覆によるインプラント体周囲の自浄性の低下
・口蓋床、舌側床による違和感
・クリアランスが必要

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-2

セメント固定式上部構造

セメント固定式上部構造は、各インプラントに既製のポスト、削合形成ならびに鋳接により製作されたカスタムアバットメントを装着し、最終補綴物をセメントにより固定する上部構造体です。

3 インプラントの埋入位置

セメント固定式上部構造の特長
・ 従来の補綴術式に類似した操作で上部構造の製作が可能
・ セメント介在による適合性の許容・ 審美性

4 診査・診断

セメント固定式上部構造の注意点
セメント固定式上部構造を使用する場合には、残留セメントへの対処が必要です。
最終補綴物とのマージン位置の設定に注意してください。また、対合歯とのクリアラン
スがなく、ポストの軸面が短い場合、または軸面傾斜が強い場合は、最終補綴物の維持に影響がでることが考えられます。その際にはセメント固定の選択を避けることが推奨

5 治療計画・術前準備されます。
セメント固定式上部構造で使用するアバットメント
ポストアバットメント、アングルアバットメント、プレパブルアバットメント、チタンベースアバットメント

3-3スクリュー固定式上部構造
6 一次手術スクリュー固定式上部構造は、各インプラント体に最終の上部構造体がスクリューで固定される上部構造体です。
スクリュー固定式上部構造の特長

7 軟組織のマネジメント

・上部構造の着脱が可能（術者可撤式）・対合歯とのクリアランスがなく、軸面が低い場合でも確実な維持力を有する
・歯肉部分の付与により軟組織欠損に対処が可能
スクリュー固定式上部構造の注意点
スクリュー固定式上部構造には最終上部構造体とインプラント体のパッシブフィットの8 上部構造パーツの口腔内装着について獲得が必要です。適切なパーツの選択と設計に十分注意してください。
スクリュー固定式上部構造で使用するアバットメント
スプリントアバットメント、チタンベースアバットメント

9 関連情報5® Implant System

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-4オーバーデンチャー式上部構造

オーバーデンチャーは、インプラント体を支台とする可撤式のデンチャーです。
義歯安定のための維持機構（アンカー）として、アタッチメント機構が付与されたアバットメントを併用することで、確実な維持を得

3 インプラントの埋入位置ることができ、従来の総義歯より機能面で向上を得ることができます。本システムにおいて、オーバーデンチャーのアタッチメントは、①バーアタッチメント、②ボールアタッチメント、③ LOCATOR アタッチメントから選択することができます。その選択においては、
人工歯の厚み、クリアランス、顎堤の状態等を考慮する必要があります。また、オーバーデンチャーのアタッチメントは、義歯に維持追加する補助的なものであり、基本的な義歯の設計を行うことが重要です。
■バーアタッチメント式オーバーデンチャー

4 診査・診断

バーアタッチメント式オーバーデンチャーは、インプラント体間の連結が行われているために、インプラント体に加わる回転力を許容することができます。
顎堤の吸収が進み、顎堤にアンダーカットがない症例に適しています。インプラント体に設置されたバーアタッチメントと、義歯に設置されたアタッチメントにより、義歯が固定されます。

5 治療計画・術前準備

バーアタッチメント式オーバーデンチャーの特長
・大きな維持力の獲得
・インプラント体に加わる回転を許容
バーアタッチメント式オーバーデンチャーの注意点
インプラント体間の平行性が損なわれると、バーアタッチメントの装着が困難になります。そのような場合は、スプリントアバットメントの使用が推奨されます。

6 一次手術

歯槽頂よりインプラント体の位置が大幅に内側にある場合は、バーアタッチメントの使用は困難です。埋入位置、方向に十分に注意してください。
また、バーアタッチメントの下面の清掃は他のアタッチメントに比べて困難になります。

7 軟組織のマネジメント

使用するアバットメント
スプリントアバットメント

8 上部構造パーツの口腔内装着について■ボールアタッチメント式オーバーデンチャー
ボールアタッチメント式オーバーデンチャーは、アバットメントに付与されたφ 2.25mm のボールタイプの維持機構と、義歯に設置されたハウジンブタイプのフィメールにより、義歯が固定されます。

FINESIA のボールアバットメントは、ダルボシステム（CENDRES+METAUX 社製）と組み合わせて使用することができます。
9 関連情報6BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要
2 適応症／禁忌症

ボールアタッチメント式オーバーデンチャーの特長
・操作が簡単・可撤性に優れたオーバーデンチャーの製作が可能（患者可撤式）・インプラント体間の角度は、構造上 40 までの傾斜に対応

3 インプラントの埋入位置

・ダルボチューニングシステムにより、維持力の調節が可能（調整範囲：約 200g 〜 1,200g）

ボールアタッチメント式オーバーデンチャーの注意点
ボールアタッチメント式オーバーデンチャーには、最低 2 本以上のインプラント体の埋入が必要です。症例に応じて、埋入本数を設定
してください。また、インプラント体間の角度が 40 を超える場合は、本アバットメントを使用することはできません。インプラント

4 診査・診断

体埋入時にご注意ください。
本アタッチメントによる義歯は、粘膜負担になり若干口腔内で動くことが考えられます。義歯の設定には、通常の義歯同様に注意してください。

5 治療計画・術前準備

使用するアバットメント
ボールアバットメント■ LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャー

LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャーは、アバットメントに付与された維持機構と、義歯に装着されたハウジングタイプの6 一次手術

フィメールにより義歯が固定されます。

LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャーの特長
・操作が簡単・可撤性に優れたオーバーデンチャーの作製が可能（患者可撤式）・インプラント体間の角度は、40 までの傾斜に対応
・LOCATOR リプレイスメントメールの選択により、維持力の調整
が可能。

維持力
（目安）

0kg (0lbs)
0.45kg (1lbs)
0.91kg (2lbs)
1.82kg (4lbs)
0.68kg (1.5lbs)
1.36kg (3lbs)
2.27kg (5lbs)

義歯の着脱方向に対する
インプラントの傾斜

7 軟組織のマネジメント

・コンポーネントの高さを最低限に抑制したデザイン

LOCATOR

リプレイスメントメールの色
グレー
レッド
オレンジ
グリーン
ブルー
ピンク
クリア

10 〜 20
10 〜 20
10 〜 20
0 〜 100 〜 100 〜 108 上部構造パーツの口腔内装着について

LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャーの注意点
LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャーには、最低 2 本以上のインプラント体の埋入が必要です。症例に応じて、埋入本数を設定してください。
また、インプラント体間の角度が 40 を超える場合は、本アバットメントを使用することはできません。インプラント体埋入時にご注意ください。

9 関連情報本アタッチメントによる義歯は、粘膜負担になり若干口腔内で動くことが考えられます。義歯の設定には、通常の義歯同様に注意してください。
使用するアバットメント

LOCATOR アバットメント

7® Implant System

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-5上部構造パーツ一覧

3-5-1

NP-Narrow Platform φ 3.2mm/3.4mm

3 インプラントの埋入位置

スクリュー固定式

4 診査・診断

上部構造

キャストオン
アバットメント

セメント固定式
ポスト
アバットメントアングル
アバットメント

プレバブル
アバットメント

5 治療計画・術前準備

テンポラリー
アバットメント

テンポラリーアバットメント

6 一次手術

カバースクリュー

ヒーリングアバットメント

カスタムヒーリングアバットメント

カバースクリュー

ヒーリングアバットメント

7 軟組織のマネジメント

インプラント体8 上部構造パーツの口腔内装着について

BL インプラント

9 関連情報※ダルボプラスについては、P99 をご参照ください

8

カスタムヒーリング
アバットメント

チタンベースアバットメントBL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-5-2

RP-Regular Platform φ 3.7mm/4.2mm

3 インプラントの埋入位置

LOCATOR リプレイスメントメール

オーバーデンチャー※ダルボプラス

ボールアバットメント

LOCATOR アバットメント

スクリュー固定式

スプリント
スプリント
アバットメント ヒーリングキャップ（アングル）

テンポラリー
シリンダー

ゴールド
シリンダー

4 診査・診断

スプリント
アバットメント（ストレート）

上部構造

セメント固定式
ポスト
アバットメントアングル
アバットメント

5 治療計画・術前準備

キャストオン
アバットメント

チタンベースアバットメント

プレバブル
アバットメント

6 一次手術

テンポラリー
アバットメント
テンポラリーアバットメント

7 軟組織のマネジメント

カバースクリュー

ヒーリングアバットメント

カスタムヒーリングアバットメント

カバースクリュー

ヒーリングアバットメント

カスタムヒーリング
アバットメント8 上部構造パーツの口腔内装着について

インプラント体

9 関連情報BL インプラント※ダルボプラスについては、P99 をご参照ください9® Implant System

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-5-3

WP-Wide Platform φ 4.7mm/5.2mm

LOCATOR リプレイスメントメール

3 インプラントの埋入位置

オーバーデンチャー※ダルボプラス

ボールアバットメント

LOCATOR アバットメント

スプリント
アバットメント（ストレート）4 診査・診断

スクリュー固定式

スプリント
スプリント
アバットメント ヒーリングキャップ（アングル）

テンポラリー
シリンダー

ゴールド
シリンダー

上部構造
5 治療計画・術前準備

キャストオン
アバットメント

セメント固定式
ポスト
アバットメントアングル
アバットメント

チタンベースアバットメント

プレバブル
アバットメント

6 一次手術

テンポラリー
アバットメント
テンポラリーアバットメント

7 軟組織のマネジメント

カバースクリュー

ヒーリングアバットメント

カスタムヒーリングアバットメント

カバースクリュー

ヒーリングアバットメント

8 上部構造パーツの口腔内装着について

インプラント体BL インプラント
9 関連情報※ダルボプラスについては、P99 をご参照ください

10

カスタムヒーリング
アバットメントBL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-6

補綴の種類と使用上部構造パーツ

ポストアバットメント

3 インプラントの埋入位置

セメント固定式

アングルアバットメント

4 診査・診断

単独歯プレパブルアバットメント

5 治療計画・術前準備

キャストオンアバットメント ST

チタンベースアバットメント
6 一次手術スクリュー固定式

キャストオンアバットメント ST
7 軟組織のマネジメント

チタンベースアバットメント

8 上部構造パーツの口腔内装着について

スプリントアバットメント
ストレートタイプ

ゴールドシリンダー ST
9 関連情報※歯科用 CAD / CAM システムによる補綴製作については弊社までお問い合わせください。

11® Implant System

1 概要
2 適応症／禁忌症

セメント固定式

ポストアバットメント

3 インプラントの埋入位置

アングルアバットメント

連結歯プレパブルアバットメント
4 診査・診断

キャストオンアバットメント ST
5 治療計画・術前準備

チタンベースアバットメント

6 一次手術スクリュー固定式

キャストオンアバットメント R

7 軟組織のマネジメント

スプリントアバットメント
ストレートタイプ / アングルタイプ

8 上部構造パーツの口腔内装着について

ゴールドシリンダー R※歯科用 CAD / CAM システムによる補綴製作については弊社までお問い合わせください。
9 関連情報※スクリュー固定の連結歯およびバーアタッチメントにおいては、パッシブフィットの獲得のためにスプリントアバットメントを使用してください。

12

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要

バー

2 適応症／禁忌症

キャストオンアバットメント R

オーバーデンチャー

3 インプラントの埋入位置

スプリントアバットメント
ストレートタイプ / アングルタイプ

ゴールドシリンダー R
4 診査・診断

ボールアバットメント

LOCATORLOCATOR アバットメント

5 治療計画・術前準備

ボール※歯科用 CAD / CAM システムによる補綴製作については弊社までお問い合わせください。
※スクリュー固定の連結歯およびバーアタッチメントにおいては、パッシブフィットの獲得のためにスプリントアバットメントを使用してください。

6 一次手術3-7

上部構造パーツの口腔内装着の際の注意点

アバットメントを正しい位置に取り付けることは、長期的な予後に大きく影響を及ぼします。
7 軟組織のマネジメント

正確に装着しているか、十分に確認してください。
【基本的なアバットメントの装着手順】

1. アバットメントをインプラント体に装着し、その後慎重に回転させて、アバットメン
トの先端に付与されている HEX（六角形）の回転防止機構が正しく装着されていることを確認します。

2. アバットメントが水平方向および垂直方向においても正しく装着されていることを確
3. スクリューを仮締めします。（この時点では最終トルクでスクリューを締結しないで8 上部構造パーツの口腔内装着について認します。

BL インプラントのコネクション部断面写真

5. アバットメントスクリューを最終トルクで締結します。

アバットメント

インプラント体

9 関連情報・周囲骨がアバットメントに干渉していないこと（単冠の場合）・インプラント体とアバットメントの接合面に隙間がないこと> 0.6mm・インプラント体とアバットメントが長軸上平行になっていること> 2.1mm

4. アバットメントがインプラント体に正確に装着されていることを、X 線で確認します。

（連冠の場合）ください。）

回転防止機構（HEX）

13

® Implant System

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-8上部構造パーツの口腔内装着について

BL インプラント上部構造パーツは、パーツにより滅菌状況や締結方法、締結トルク、締結用ドライバーが設定されています。

3 インプラントの埋入位置

製品名

ヒーリング
アバットメント

カスタム
スプリント
スプリント
アングル
プレパブル
キャストオン チタンベース
テンポラリーポスト
ヒーリング
アバットメント アバットメント
アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント
アバットメント（ストレート） （アングル）

スプリント
ヒーリング
キャップ

テンポラリー／ボール
ゴールドシリンダー アバットメント

LOCATOR

アバットメント

製品図

4 診査・診断

滅菌状態

NP

滅菌済

未滅菌

締結方法 /
締結
RP マニュアル マニュアル
トルク（N・cm）

WP

5 治療計画・術前準備

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

滅菌済

滅菌済

未滅菌

未滅菌

未滅菌

未滅菌

20

20

20

20

20

20

ー

ー

ー

ー

ー

ー

30

30

30

30

30

30

30

20

マニュアル

20

30

30

フレックス
ドライバー CH

フレックス
ドライバー CHボール
アバットメントドライバー

アバットメント
ドライバー

締結
ドライバー
ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ ヘキサロビューラ スプリント
フレックス
アバットメント用
ドライバー SH ドライバー SH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH ドライバー CH
ドライバー CH
ドライバー+

CH アダプタ

LOCATOR【備考】
6 一次手術＊締結トルク欄が “ マニュアル ” の上部構造パーツについてはマニュアル（手締め）で締結してください。

重要

7 軟組織のマネジメント

ヒーリングアバットメントやテンポラリーアバットメントならびに上部構造パーツを装着する際には、各パーツの締結方
法や推奨締結トルクの確認を行い、インプラント体に装着してください。
インターナルテーパージョイントという構造上、締結トルクによりアバットメントが沈み込むリスクがありますので、アバットメントの沈み込みを考慮した上部構造の製作とチェアサイドでの咬合調整をしてください。

注意

8 上部構造パーツの口腔内装着について●未滅菌の製品については、口腔内に装着する前に必ず滅菌を行ってから、使用
してください。
・滅菌条件例（第 16 改正日本薬局方 参考情報 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2.1 加熱法（ⅰ）高圧
蒸気法による。保持温度及び保持時間は右表参照で行う。）●各上部構造パーツを口腔内に装着する場合は、各上部構造パーツ所定の締結トルク値でインプラント体に設置してください。

9 関連情報14

オートクレーブ条件
保持温度

保持時間

121~124℃

15 分間

126~129℃

10 分間

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 概要
2 適応症／禁忌症

3-9カラーコードについて

BL インプラントは、各インプラントのプラットフォーム毎にカバースクリュー、ヒーリングアバットメント、印象パーツ、アナログ、
アバットメントスクリュー等にカラーリングもしくはマーキングがされています。

2.45

3.2/3.4

RP

2.95

3.7/4.2

WP

3.75

4.7/5.2

3-10

上部構造パーツご使用の際の注意事項

ヒーリング
アバットメント

インプレッションポスト

トランスファー
コーピング

アナログ

アバットメントスクリュー

5 治療計画・術前準備

NP

カバースクリュー4 診査・診断対応
インプラント径

3 インプラントの埋入位置

インプラントアバットメント接合部径（φ）（単位：mm）

6 一次手術

1）アバットメントは、目安として下顎ではインプラント体埋入の 3 ヵ月以上経過後、上顎では 6 ヵ月以上経過後に軟組織及び骨の治癒を確認した後に設置します。

2）本品のアバットメントには未滅菌品が含まれています。使用前に必ず滅菌の有無を確認してください。
7 軟組織のマネジメント

3）必要に応じて X 線写真を撮影し、アバットメントとインプラント体との間に隙間がないことを確認してください。
4）アバットメントを装着する際は、インプラント体の内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。
5）技工作業ではラボスクリューを用います。アバットメントスクリューおよびシリンダースクリューと同形状であるため、使用前に製品ラベルをよく確認し、混同しないようにしてください。

6）締め付けられたネジは、初期のネジ自体の塑性変形などが原因で締結力が下がることが知られています。増し締めは下がった締結力を戻すとともに、各パーツ間の接触状態をより密接にさせ、緩みを抑える効果があります。2 回〜 3 回、アバットメントスクリューの増し締めを行ってください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

7）メンテナンス等でアバットメントスクリューを交換する場合は、別売りのアバットメントスクリューを使用してください。
8）製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けてください。落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラントは、感染の恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。

9）アバットメントの締結や専用器具を操作する際、患者が誤飲しないように注意してください。
10）アバットメントに過大な力が加わった場合、変形・破損する恐れがあるので注意してください。
11）アバットメントの開封前に、外観確認を行い、パッケージの損傷が確認された場合は、そのアバットメントは使用しないでください。
12）インプラント体に傷をつける恐れがあるため、専用器具以外の器具は使用しないでください。

9 関連情報13） カスタムヒーリングアバットメント、テンポラリーアバットメント、テンポラリーシリンダーは、2 ヵ月を最大使用期間の目安としてください。
14） カバースクリュー、ヒーリングアバットメント、カスタムヒーリングアバットメント、テンポラリーシリンダー、スプリントヒーリングキャッ
プは暫間パーツであるため、咬合力が加わらないようにしてください。

15） 事前に製品の注意事項等情報をよく読み、製品の機能、使用方法、手術手順について十分理解してください。

15

® Implant System

1 インプラントシステム

2. 治療計画

2 治療計画

インプラント治療には、包括的な診査、診断に基づいた適切な治療計画が非常に重要です。機能的、審美的、清掃性に優れた上部構造体を製作するために重要となるのが埋入位置であり、そのためにはテンプレートの作成は必要不可欠と考えられます。
これにより、インプラント体埋入位置だけではなく上部構造の設計に必要な情報も得ることができます。

3 インプラントの埋入位置

1

ワックスアップ / 診断用模型

インプラント体埋入の 3 次元的な位置や方向ならびに、インプラント体の種類やサイズ、上部構造の選択においては、スタディモデル上で診断用ワックスアップを製作し、それに基づき選択することが推奨されます。
診断用ワックスアップ / 診断用モデルは、X 線による診断用テンプレートや外科用テ

4 診査・診断

ンプレートの製作や、プロビジョナルレストレーションに使用することができます。

5 治療計画・術前準備

テクニカルポイント・歯冠の大きさ、隣在歯、反対側、対合関係を確認するために、咬合器にマウントしワックスアップすることが推奨されます。

2

X 線テンプレート

6 一次手術インプラント体埋入予定位置の骨量、骨高径等解剖学的な状況を確認するために、X
線による診断用テンプレートを製作します。
設定したインプラントポジションを模型上にマーキングし、透明のレジン等で成型します。

7 軟組織のマネジメント

その後、インプラント体植立予定位置に X 線造影性のある金属製のピンやボールならびにストッピング等を適用します。
こうして撮影された X 線写真や CT で、植立予定位置の患者の顎堤の骨量や形状ならび粘膜の厚み等を確認することができるため、インプラント体のサイズやタイプの選
択基準に利用できます。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

テクニカルポイント・ インプラント体埋入予定部位に多大な応力がかからないように、診断用ワックスアップを参考にして、咬合状態やガイダンスを設定してください。
・ 埋入位置や方向の決定においては、①近遠心的位置関係 , ②頬舌側的位置関係 , ③隣在歯根の方向 , ④咬合平面 , ⑤頬舌間の残存骨量等を参考にすることができます。

9 関連情報16

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

外科用テンプレート

2 治療計画3

診断用テンプレートで、インプラント体埋入位置の確認ができたら、外科用テンプレートを製作します。外科用テンプレートを使用すると正確なインプラント窩のプランニ

3 インプラントの埋入位置

ングや形成ができます。

4 診査・診断※ 本システムでは、プランニングソフトと連携したサージガイドにも対応しています。詳細は弊社までお問い合わせください。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報17® Implant System

1 インプラントシステム

3. 歯肉のマネジメント

2 適応症／禁忌症

BL インプラントは審美性を重視して設計しています。歯肉のマネジメントに使用するヒーリングアバットメントのカフ部には、様々なアバットメントと同様のサイズバリエーションとコンケイブ カントゥア（Concave Contour）形状が設定されており、一貫した形
での歯肉のマネジメントが可能です。

3 歯肉のマネジメント
4 診査・診断

歯肉のマネジメントに使用するアバットメント
ヒーリングアバットメント

5 治療計画・術前準備
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報18

カスタムヒーリングアバットメント

テンポラリーアバットメント

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

1

ヒーリングアバットメント◆適応●歯肉のマネジメント

3 歯肉のマネジメント

ヒーリングアバットメント◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆選択基準
●歯肉の厚み4 診査・診断●最終補綴物の大きさ●最終上部構造の種類◆締結方法●マニュアル（手締め）5 治療計画・術前準備◆使用ドライバー●ヘキサロビューラドライバー SH
◆滅菌状態
●滅菌済

対応
インプラント径
（φ）
W

GH

NP

3.2/3.4

W

H

GH

RP

3.7/4.2

H

GH

WP

4.7/5.2

カフ高さ（ GH ）

2.0

1.0

3.0

2.0

4.0

3.0

5.0

4.0

6.0

5.0

2.0

1.0

3.0

2.0

4.0

3.0

5.0

4.0

6.0

5.0

2.0

1.0

3.0

2.0

4.0

3.0

5.0

4.0

6.0

5.0

スタンダード

ワイド

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

8 上部構造パーツの口腔内装着について

W

全長
（H）

直径
（W）

7 軟組織のマネジメント

H（単位：mm）

6 一次手術

ヒーリングアバットメントのサイズバリエーション

9 関連情報19® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ヒーリングアバットメントと上部構造パーツの適合参考表

BL インプラントは、ヒーリングアバットメントと上部構造パーツにおいて、最適な組み合わせをすることにより、ヒーリングアバッ
トメントと同一の歯肉貫通部が再現できるようになっています。

3 歯肉のマネジメント

NP（インプラント体直径 φ 3.2/3.4）（単位：mm）
ポスト
アングル
プレパブル
テンポラリー キャストオン チタンベース トランスファー インプレッション
ポスト
アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント コーピング

NP

4 診査・診断

高さ カフ高さ
直径（W） （H） （GH）

2.0 1.0●●●

3.0 2.0

●

●

●

●

3.5 4.0 3.0

●

●

●

●

5.0 4.0

●

●

●

●

6.0 5.0

●

●

●

●

W
スタン
ダード

H

5 治療計画・術前準備

GH

ヒーリング
アバットメント

6 一次手術カスタム
ヒーリング
アバットメント

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報20

3.0 2.0●●

4.0 4.0 3.0●●

5.0 4.0●●

6.0 5.0

●

●

●

備考

●
●

●

●

●

2.0 1.0

ワイド

●

●

●

●

●

ヒーリングアバットメント 3mm~
6mm を使用した場合には、装着時に歯肉を広げる場
合があります。

ヒーリングアバットメント 3mm~
6mm を使用した場合には、装着時に歯肉を広げる場
合があります。

トランスファーコ
ーピング S はヒー
リングアバットメ
ント 4.0mm、Lは 6.0mm に立
ち上がり角度が一致しています。

インプレッション
ポストはヒーリン
グアバットメント
6.0mm に立ち上がり角度が一致しています。

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

RP（インプラント体直径 φ 3.7/4.2）（単位：mm）

ポスト
アングル
プレパブル
テンポラリー
キャストオン
チタンベース
スプリント
ボール
LOCATOR トランスファー インプレッション
コーピング
アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント
ポストRP

3 歯肉のマネジメント

高さ カフ高さ
直径（W） （H） （GH）

W
ヒーリング
アバットメント

H

●

●

●

3.0 2.0

●

●

●

●

4.0 3.0

●

●

●

●

5.0 4.0

●

●

●

●

6.0 5.0

●

●

●

●

2.0 1.0●

3.0 2.0●●●

4.0 3.0●●●

5.0 4.0●●●

6.0 5.0

●

●

●

GH

カスタム
ヒーリング
アバットメント

●
●

●

●

●

●

●
5 治療計画・術前準備

ワイド 5.0●

4 診査・診断スタン
ダード 4.5

2.0 1.0

●

●

●

●

●

6 一次手術

スプリント
ヒーリング
キャップ

●

●

トメント 4mm~ トメント 4mm~

備考

6mm を使用した場合には、装着時に歯肉を広げる場合があります。

7 軟組織のマネジメント

トランスファー インプレッショ
LOCATOR アバッ コーピング S
ボールアバット
ンポストはヒー
トメントは二次手 メントはカスタ トメントはカスタ はヒーリング
リングアバット
6mm を使用し術時にスプリント ムヒーリングア ムヒーリングアバ アバットメント
た場合には、装メント 6.0mm
ヒーリングキャッ バットメント ットメントを装着 4.0mm、L は
着時に歯肉を広に立ち上がり角プを組み合わせて を装着すること することが推奨さ 6.0mm に立ちげる場合がありが推奨されます。
上がり角度が一 度が一致して使用します。
れます。
ます。
います。
致しています。

ヒーリングアバッ ヒーリングアバッ

スプリントアバッ8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報21® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

WP（インプラント体直径 φ 4.7/5.2）（単位：mm）

ポスト
アングル
プレパブル
テンポラリー
キャストオン
チタンベース
スプリント
ボール
LOCATOR トランスファー インプレッション
コーピング
アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント アバットメント
ポスト

WP

3 歯肉のマネジメント

直径 高さ カフ高さ（W） （H） （GH）

スタン
ダード

4 診査・診断W
ヒーリング
アバットメント

H

5.5

GH

5 治療計画・術前準備

ワイド

カスタム
ヒーリング
アバットメント

6.0

2.0 1.0●●●

3.0 2.0

●

●

●

●

4.0 3.0

●

●

●

●

5.0 4.0

●

●

●

●

6.0 5.0

●

●

●

●

2.0 1.0●

3.0 2.0●●●

4.0 3.0●●●

5.0 4.0●●●

6.0 5.0

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

6 一次手術

スプリント
ヒーリング
キャップ

●

●

●

●

トランスファー
インプレッショ
コーピング S
ボールアバット
ンポストはヒー
トメントは二次手 メントはカスタ LOCATOR アバッ はヒーリング
リングアバット
6mm を使用しトメントはカスタム
アバットメント
術時にスプリント ムヒーリングア
た場合には、装ヒーリングアバット
メント 6.0mm、L は
ヒーリングキャッ バットメントを
4.0mm
メントを装着するこ
着時に歯肉を広に立ち上がり角プを組み合わせて 装着することが とが推奨されます。 6.0mm に立ちげる場合があり度が一致して推奨されます。
上がり角度が一使用します。
ます。
います。
致しています。

7 軟組織のマネジメント

ヒーリングアバッ ヒーリングアバッ
トメント 4mm~ トメント 4mm~

備考

6mm を使用した場合には、装着時に歯肉を広げる場合があります。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報22●

スプリントアバッBL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ヒーリングアバットメントの選択
ヒーリングアバットメントの商品名にある数字は全長（ H ）を示しています。
症例に応じて適切な全長のヒーリングアバットメントを選択してください。

3 歯肉のマネジメント

参考（商品名例）

FBL-HEAL AB-3.0-RP
全長（ H ）

4 診査・診断（下図は RP 用のヒーリングアバットメントの一覧です）

FBL-HEAL AB-2.0-RP

FBL-HEAL AB-3.0-RP

FBL-HEAL AB-4.0-RP

FBL-HEAL AB-5.0-RP

FBL-HEAL AB-6.0-RP

全長（H）

2.0mm

3.0mm

4.0mm

5.0mm

6.0mm

カフ高さ（GＨ）

1.0mm

2.0mm

3.0mm

4.0mm

5.0mm

5 治療計画・術前準備

商品名

模式図
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント※ H は Height, GH は Gingival Height の略

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報23® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ヒーリングアバットメントの操作手順
・ヘキサロビューラドライバー SH（ハンド用）を用いてヒーリングアバットメントを
インプラント体に装着します。

3 歯肉のマネジメント

ヒーリングアバットメントを装着する際は、インプラント体内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。

参考
締結はヘキサロビューラドライバー SH （ハンド用）を用いて、マニュアル（手締め）で締結してください。

4 診査・診断

注意ドライバーの先端がカバースクリュー及びヒーリングアバットメントにしっかり装着されていることを確認してから口腔内に運んでください。

5 治療計画・術前準備・歯槽粘膜を合わせ、ヒーリングアバットメントの縫合を行います。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報24

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

カスタムヒーリングアバットメント

2◆適応●カスタマイズドされた歯肉のマネジメント
3 歯肉のマネジメント

カスタムヒーリングアバットメント◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆選択基準
●エマージェンスプロファイルの形成

4 診査・診断◆締結方法●マニュアル（手締め）◆使用ドライバー

5 治療計画・術前準備●ヘキサロビューラドライバー SH
◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。
カスタムヒーリングアバットメントのサイズバリエーション
対応
インプラント径（φ）

直径（ W ）

NP

3.2/3.4

3.9

RP

3.7/4.2

4.1

WP

4.7/5.2

5.2

7 軟組織のマネジメント

W

プラットフォーム

6 一次手術製品図（単位：mm）

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報25® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

カスタムヒーリングアバットメントの操作手順
カスタムヒーリングアバットメントの表面にブラスト処理を行い、レジンを築盛し付与

3 歯肉のマネジメント

した形状を形成します。
ヘキサロビューラドライバー SH（ハンド用）を用いてカスタムヒーリングアバットメン
トをインプラント体に装着します。
カスタムヒーリングアバットメントを装着する際は、インプラント体内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。その後、歯槽粘膜を合わせカスタムヒーリングア
バットメントの縫合を行います。

4 診査・診断参考
締結はヘキサロビューラドライバー SH （ハンド用）を用いて、マニュアル（手締め）で締結してください。

5 治療計画・術前準備

注意
使用する前に必ず滅菌をしてください。
ドライバーの先端がスクリューにしっかり装着されていることを確認してか
ら口腔内に運んでください。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報26

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

4. 印象採得

2 適応症／禁忌症

1

印象術式について

インプラントにおける印象採得の目的は、口腔内におけるインプラント体やアバットメントの位置ならびに周囲組織の状況を作業模型に再現することです。

3 インプラントの埋入位置

BL インプラントでは以下の 3 種類の印象採得法より採用することができます。
症例や使用する上部構造パーツにより選択してください。
（1）直接印象法
既製アバットメントをインプラント体に装着し、通常の歯冠修復の印象採得に、その既製アバットメントを直接印象採得する方法です。
既製ポストを使用し、かつマージンラインが歯肉縁上にある場合に適用し、通常の可撤式模型などで上部構造を製作することができます。

4 印象採得（2）オープントレー印象法
オープントレー用印象コーピング（トランスファーコーピング）を装着し、取り込み印象（ピックアップ印象）を行う方法です。
この印象方法では、トランスファーコーピングのボディ部が印象内に取り込まれます。そのため、より寸法精度の高い印象採得が可能となります。

5 治療計画・術前準備

使用アバットメントのマージンラインが歯肉縁下にある場合にも適応ができ、カスタムアバットメント、スクリュー固定式上部構造のロングスパンの症例にも効果的です。
（3）クローズドトレー印象法
クローズドトレー用の印象用コーピング（インプレッションポスト）を装着し、通常の歯冠修復と同様の術式で、印象コーピングを印象採得する方法です。
使用アバットメントのマージンラインが歯肉縁下にある場合にも適応ができます。また、カスタムアバットメント、スクリュー固定式

6 一次手術上部構造等の上部構造が製作できます。

7 軟組織のマネジメント

各印象採得法の比較
直接印象法●術式が簡単である●印象精度が他の印象方法に比べてやや劣る

クローズドトレー印象法●術式がやや煩雑である●ピックアップタイプの印象になるため印象精度が高い●複数のインプラント体埋入症例においては、印象精度はクローズドトレー印象法に比較して優れている●術式が簡単である●印象精度がオープントレー印象法に比べてやや劣る

8 上部構造パーツの口腔内装着について

オープントレー印象法

9 関連情報27® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

印象レベルについて

インプラントの印象採得には、インプラント体の印象採得を行う場合とインプラント体にアバットメントを連結し、アバットメントの印象採得を行う場合があります。印象レベルから、前者はインプラントレベル、後者をアバットメントレベルでの印象採得と呼びます。

3 インプラントの埋入位置補綴方法や設計等から、印象レベルを選択します。
インプラントレベル
・カスタムアバットメントを製作する場合
・インプラント体に直接上部構造を連結する場合
アバットメントレベル

4 印象採得・インプラント体に既製のアバットメントを連結し、上部構造を製作する場合

各印象方法の比較及び対象上部構造パーツ
5 治療計画・術前準備

直接印象（アバットメントレベル）
印象パーツ
補綴

対象アバットメント―

セメント固定式○

複数印象△（傾斜に不適）

6 一次手術間接印象（インプラントレベル）

7 軟組織のマネジメント

補綴

印象方法

クローズドトレー

オープントレー

印象パーツ

インプレッションポスト

トランスファー
コーピング

セメント固定式○○

スクリュー固定式○○△（傾斜に不適）○複数印象

対象アバットメント

8 上部構造パーツの口腔内装着について

間接印象（アバットメントレベル）

補綴
9 関連情報印象方法

クローズドトレー

オープントレー

印象パーツ

スプリント
アバットメント用
インプレッション
ポスト

スプリント
アバットメント用
トランスファー
コーピング

○

○

△（傾斜に不適）○スクリュー固定式
複数印象

28

対象アバットメント

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

ステップ 12 適応症／禁忌症

3

直接印象法

印象採得

3 インプラントの埋入位置

アバットメントのスクリューアクセスホールを封鎖し、印象材の侵入を防止します。
ただし、封鎖材がアクセスホールからはみ出さないよう余剰分は取り除きます。
通法に従い、シリコン印象材を使用し印象採得を行います。

参考
アバットメントのマージンラインが歯肉縁下に設定される場合には、間接印象法（クローズドトレー / オープントレー印象法）で印象採得することが推奨されます。

4 印象採得ステップ 2

模型製作

その後、通法により採得した印象に、石膏を注入します。
5 治療計画・術前準備

4

オープントレー印象法（インプラントレベル）
6 一次手術◆使用目的●オープントレー印象法による印象採得
トランスファーコーピング◆材質

7 軟組織のマネジメント●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆特長
●印象パーツが印象内にピックアップされるので精度の高い印象が可能です。
●単独歯、連結歯に使用することができます。

ST

R●インプラント体の位置関係を印象採得します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について◆締結方法●マニュアル（手締め）◆使用ドライバー●ヘキサロビューラドライバー SH

アナログ

9 関連情報◆滅菌状態●未滅菌※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

29

® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症（単位 : mm）

トランスファーコーピングのサイズバリエーション
製品図

プラットフォーム

サイズ

3 インプラントの埋入位置

S
NP
L
H

S
RP

ST

L

R

4 印象採得S
WP
L

5 治療計画・術前準備

アナログのサイズバリエーション
製品図

6 一次手術

H

スクリュー

対応
インプラント径
（φ）

16.0

SS
SL
LS

高さ
（H）

3.2/3.4

21.0
22.0

LL

27.0

SS

16.0

SL
LS

3.7/4.2

21.0
22.0

LL

27.0

SS

16.0

SL
LS
LL

4.7/5.2

21.0
22.0
27.0

（単位 : mm）

プラットフォーム

長さ
（H）

NP

12.0

RP

12.0

WP

12.0

※ NP（φ 3.2、3.4 ｍｍインプラント用）はライトブルー※ RP（φ 3.7、4.2 ｍｍインプラント用）はピンク

7 軟組織のマネジメント※ WP（φ 4.7、5.2 ｍｍインプラント用）はゴールド

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報30

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

オープントレー印象法の術式（インプラントレベル）
ステップ１

トランスファーコーピングの設置

3 インプラントの埋入位置

・トランスファーコーピングをインプラント体に設置する前に、インプラント体の内部を洗浄してください。
・トランスファーコーピングはインプラント体に確実に装着し、ポジショニングスク
リューをヘキサロビューラドライバー SH で締結します。

4 印象採得テクニカルポイント
単独歯の印象ではトランスファーコーピングー ST （回転防止機構有）、連結歯の印象ではトランスファーコーピングー R （回転防止機構無）を使用します。

R

印象採得

6 一次手術ステップ 25 治療計画・術前準備

ST・シリコン印象材を使用し、印象採得を行います。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について

・印象材硬化後、スクリューを緩め口腔内より印象トレーを外します。

9 関連情報31® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3

作業用模型の製作

・ 印象内にピックアップされたトランスファーコーピングにアナログを接続します。
アナログが確実にトランスファーコーピングに接続されていることを確認してくださ

3 インプラントの埋入位置い。その後スクリューを締結します。スクリューを締結する際には、アナログを手で保持した状態で締結してください。
その後、通法通りに採得した印象に石膏を注入します。

4 印象採得5 治療計画・術前準備

5

クローズドトレー印象法（インプラントレベル）◆使用目的
6 一次手術●クローズドトレー印象法による印象採得

インプレッションポスト

◆材質●インプレッションポスト

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●インプレッションキャップ

ポリプロピレン（PP）

7 軟組織のマネジメント◆特長●インプレッションキャップが印象内にピックアップされるので精度の高い印象が可能です。
●単独歯に使用することができます。

インプレッションキャップ●インプラント体の位置関係を印象採得します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について◆締結方法●マニュアル（手締め）◆使用ドライバー●ヘキサロビューラドライバー SH

9 関連情報◆滅菌状態●未滅菌※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

32

アナログ

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

製品図

プラットフォーム

サイズ

対応
インプラント径
（φ）

S

11.1
14.1

S

H

RP

11.1
3.7/4.2

L

14.1

S
WP

11.1
4.7/5.2

L（単位 : mm）

プラットフォーム

長さ
（H）

NP

12.0

RP

12.0

WP

12.0

5 治療計画・術前準備

H

14.1
4 印象採得

製品図

高さ
（H）

3.2/3.4
L

アナログのサイズバリエーション（単位 : mm）

3 インプラントの埋入位置NP

2 適応症／禁忌症

インプレッションポストのサイズバリエーション※ NP（φ 3.2、3.4 ｍｍインプラント用）はライトブルー
6 一次手術※ RP（φ 3.7、4.2 ｍｍインプラント用）はピンク※ WP（φ 4.7、5.2 ｍｍインプラント用）はゴールド

7 軟組織のマネジメント

Information
インプレッションキャップについて
・インプレッションキャップは、内部に回転防止および位
置ズレ防止機構が付与されており、正確な位置関係を再現したピックアップ印象を行うことができます。

S サイズ 11.1mm
L サイズ 14.1mm

S サイズ 11.4mm
L サイズ 14.4mm

8 上部構造パーツの口腔内装着について・ポリプロピレン（PP）製のインプレッションキャップは、

BL 用、TL 用共各サイズ兼用です。
・インプレッションキャップを使用する場合は、
インプレッ
ションポストより 0.3mm の厚みが必要になります。

9 関連情報33® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

クローズドトレー印象法の術式（インプラントレベル）
ステップ 1

インプレッションポストの設置

3 インプラントの埋入位置

・インプレッションポストを、インプラント体に設置する前に、インプラント体の内部を洗浄してください。
・インプレッションポストはインプラント体に確実に装着し、ポジショニングスクリューをヘキサロビューラドライバー SH で締結します。

4 印象採得・インプレッションポストに、インプレッションキャップを正確に装着します。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術注意・インプレッションキャップは再使用しないでください。
・インプレッションキャップをインプレッションポストに装着し、ヘッド部がキャップで完全に隠れた状態であることを確認してください。

7 軟組織のマネジメント

ステップ 2

印象採得・シリコン印象材を使用し、印象採得を行います。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報34

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

・印象材硬化後、口腔内より印象トレーを外します。
その際に、インプレッションキャップは印象面にピックアップされます。

3 インプラントの埋入位置
4 印象採得5 治療計画・術前準備

ステップ 3

作業用模型の製作

・印象内に、ピックアップされたインプレッションキャップにアナログを連結したインプレッションポストを戻します。
6 一次手術

その後、通法通りに採得した印象に、石膏を注入します。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報35® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

6

オープントレー印象法（アバットメントレベル）
スプリントアバットメント用トランスファーコーピング◆使用目的●オープントレー印象法による印象採得

3 インプラントの埋入位置◆材質●スプリントアバットメント用トランスファーコーピング●スプリントアバットメント用アナログ

ステンレス鋼

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

◆特長
●印象パーツが印象内にピックアップされるので精度の高い印象が可能です。

4 印象採得●単独歯、連結歯に使用することができます。

ST●スプリントアバットメントの位置関係を印象採得します。

R

◆締結方法
5 治療計画・術前準備●マニュアル（手締め）◆使用ドライバー●フレックスドライバー
スプリントアバットメント用アナログ

◆滅菌状態
●未滅菌

6 一次手術※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

※連結された上部構造を製作する場合には、フレームワークを分割した状態で製作し、口腔内で試適を行います。
7 軟組織のマネジメント

口腔内での試適の際に、フレームワークを固定後、ロウ着等で連結することが推奨されます。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報36

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメント用トランスファーコーピングのサイズバリエーション （単位 : mm）
製品図

サイズ

スクリュー

対応
インプラント径
（φ）

高さ
（H）

3 インプラントの埋入位置

16.0

SS

S
SL

H

LS

ST

3.7/4.2
4.7/5.2

21.0

20.0

L

R

LL

25.0

4 印象採得スプリントアバットメント用アナログのサイズバリエーション（単位 : mm）
長さ
（H）

製品図

5 治療計画・術前準備

H

14.0

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報37® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

オープントレー印象法の術式（アバットメントレベル）
ステップ 1

スプリントアバットメント用トランスファーコーピングの設置

3 インプラントの埋入位置

・ スプリントアバットメント用トランスファーコーピングを、インプラント体に設置する前に、インプラント体の内部を洗浄してください。
・ スプリントアバットメント用トランスファーコーピングはインプラントに確実に装着し、スプリントアバットメント用トランスファーコーピング用スクリューをフレック
スドライバーで締結します。

4 印象採得テクニカルポイント
単独歯の印象ではスプリントアバットメント用トランスファーコーピング ST（回転防止機構有）、連結歯の印象ではスプリントアバットメント用トランス

5 治療計画・術前準備

ファーコーピング R （回転防止機構無）を使用します。

ST

6 一次手術・ 連結歯で必要であれば、スプリントアバットメント用トランスファーコーピング間を連結します。

7 軟組織のマネジメント

レジンの重合収縮による変更を少なくするために以下のステップで連結します。

1）スプリントアバットメント用トランスファーコーピング間を重合収縮が少ないレジンで連結します。

2）重合収縮によるひずみを抑制するために薄いディスクでカットします。
3）再度パターンレジン等で連結します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報38R

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 2

印象採得・ シリコン印象材を使用し、印象採得を行います。

3 インプラントの埋入位置

・ 印象材硬化後、スクリューを緩め口腔内より印象トレーを外します。
4 印象採得5 治療計画・術前準備作業用模型の製作

6 一次手術ステップ 3・ 印象内にピックアップされたスプリントアバットメント用トランスファコーピングにアナログを接続します。アナログが確実にスプリントアバットメント用トランス
ファーコーピングに接続されていることを確認してください。その後スクリューを締

7 軟組織のマネジメント

結します。スクリューを締結する際には、アナログを手で保持した状態で締結してください。
その後、通法通りに採得した印象に石膏を注入します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報39® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

7

クローズドトレー印象法（アバットメントレベル）◆使用目的●クロースドトレー印象法による印象採得

3 インプラントの埋入位置

スプリントアバットメント用インプレッションポスト

◆材質●スプリントインプレッションポスト

ステンレス鋼●スプリントアバットメント用アナログ

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

◆特長
●単独歯、連結歯に使用することができます。

4 印象採得●スプリントアバットメントの位置関係を印象採得します。
ST

R

◆締結方法
●マニュアル（手締め）5 治療計画・術前準備◆使用ドライバー●インプレッションドライバー
◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

スプリントアバットメント用アナログ

6 一次手術※連結された上部構造を製作する場合には、フレームワークを分割した状態で製作し、口腔内で試適を行います。

7 軟組織のマネジメント

口腔内での試適の際に、フレームワークを固定後、ロウ着等で連結することが推奨されます。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報40

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメント用インプレッションポストのサイズバリエーション（単位 : mm）
長さ
（H）

製品図

3 インプラントの埋入位置

H

9.4

ST

R

スプリントアバットメント用アナログのサイズバリエーション
4 印象採得（単位 : mm）
長さ
（H）

製品図

5 治療計画・術前準備

H

14.0

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報41® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

クローズドトレー印象法の術式（アバットメントレベル）
ステップ 1

スプリントアバットメント用インプレッションポストの設置

3 インプラントの埋入位置

・ スプリントアバットメント用インプレッションポストをスプリントアバットメントに確実に装着し、インプレッションドライバーで締結します。

4 印象採得・ 印象材硬化後、口腔内から印象トレーを外します。
5 治療計画・術前準備
6 一次手術ステップ 2

作業用模型の製作

・ スプリントアバットメント用インプレッションポストにスプリントアバットメント用アナログを接続します。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着についてステップ 3

作業用模型の製作・スプリントアバットメント用インプレッションポストにスプリントアバットメント用
アナログを連結し、印象面に戻します。採得した印象に石膏を注入し、模型を製作します。

9 関連情報42

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

8

デジタル印象法◆使用目的

スキャンボディ●デジタル印象法（スキャンボディ）による印象採得
3 インプラントの埋入位置◆材質● PEEK※締結には HEXALO DRIVER-M-SH
あるいは HEXALO DRIVER-L-SH を使用してください。

◆締結方法●マニュアル（手締め）スプリントアバットメント用スキャンボディ

●スキャンボディ

4 印象採得

◆使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH※ M あるいは L を使用してください。
●スプリントアバットメント用スキャンボディ

フレックスドライバー CH ＋ CH アダプタ
5 治療計画・術前準備

◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。
デジタル印象法について
本システムでは、スキャンボディを使用することにより、口腔内スキャナーならびにデスクトップスキャナーによるデジタル印象を採

6 一次手術得することができます。デジタル印象されたデータは歯科技工所（院内ラボ）にて、CAD / CAM 技術を応用した補綴物の製作が可能です。
デジタル印象法のフローチャート

インプラント
7 軟組織のマネジメント

光学印象（口腔内スキャナー）

印象採得 / 咬合採得8 上部構造パーツの口腔内装着について

模型製作（トリミング等）

模型スキャン（モデルスキャナー）
9 関連情報ワックスアップ

デジタル設計
（CAD）

デジタル設計（CAD）

43

® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スキャンボディのサイズバリエーション
製品図

3 インプラントの埋入位置

H（単位 : mm）

サイズ

対応
インプラント径

NP3.2/3.4

RP

3.7/4.2

WP

4.7/5.2

高さ
（H）

カフ高さ
（ GH ）

10.0

2.9

GH

4 印象採得スプリントアバットメント用スキャンボディのサイズバリエーション（単位 : mm）

製品図
5 治療計画・術前準備
H

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報

44対応
インプラント径

高さ（H）

3.7/4.2
4.7/5.2

10.0

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

デジタル印象法の術式
口腔内でのデジタル印象法

模型におけるデジタル印象法

スキャンボディを装着し、アバットメントスクリューで締結し印象コーピングをインプラント体に接続し、印象採得を行います。

4 印象採得※スキャンボディを使用する場合はアバットメントスクリュー、

3 インプラントの埋入位置ます。

アナログ模型を製作します。

スプリントアバットメント用スキャンボディを使用する場合
5 治療計画・術前準備には、シリンダースクリューを使用してください。

アナログ模型にスキャンボディを接続しラボスクリューで締結
6 一次手術します。

7 軟組織のマネジメント※模型上でスキャンボディを使用する場合はラボスクリュー、スプ
リントアバットメント用スキャンボディを使用する場合には、ス
プリントアバットメント用ラボスクリューを使用してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について注意・アバットメントスクリュー、シリンダースクリュー、スキャンボディは必ず滅菌してから使用してください。
・アバットメントスクリュー、シリンダースクリューは再使用しないでください。
テクニカルポイント

9 関連情報

印象時には、スキャンボディに設定されているディンプル（平面）が、頬側または唇側面か舌側面にくるように装着してください。

45

® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

デジタル印象用スキャナーを使用し印象採得を行います。

3 インプラントの埋入位置
4 印象採得デジタル印象されたデータです。確実に印象採得されていることを確認します。
確認後、歯科技工所または院内ラボにデータを送信します。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術※ 本システムにて歯科用 CAD / CAM システムと連携している歯科技工所等については、弊社までお問い合わせください。
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報46

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

5. プロビジョナルレストレーション

2 適応症／禁忌症

1

テンポラリーアバットメント◆適応●セメント固定式またはスクリュー固定式上部構造のプロビジョナルクラウンの製作

3 インプラントの埋入位置●セメント固定式またはスクリュー固定式上部構造のプロビジョナルブリッジの製作
テンポラリーアバットメント◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆特長
●削合ならびにレジン築盛によりカスタマイズが可能

ST

4 診査・診断●プロビジョナルレストレーション製作に使用可能
R◆使用用途●エマージェンスプロファイルの形成

5 プロビジョナル
レストレーション◆締結トルク● NP 20N·cm● RP 30N·cm● WP 30N·cm◆使用ドライバー

6 一次手術●ヘキサロビューラドライバー
◆滅菌状態
●未滅菌

7 軟組織のマネジメント※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。
テンポラリーアバットメントの基本術式
一次手術／二次手術
・インプラント埋入・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法

8 上部構造パーツの口腔内装着についてマニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

暫間補綴・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーアバットメント装着）

NP

9 関連情報

締結トルク20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー47

® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

テンポラリーアバットメントのサイズバリエーション
プラット
フォーム

製品図

対応
インプラント径（φ）（単位 : mm）
直径
（W）

ポスト高さ
（H）

3.9

カフ高さ
（ GH ）

0.9

3 インプラントの埋入位置

2.0

NP

3.2/3.4

3.5

9.0

3.0
4.0
5.0

0.7

4.1
H

2.0

4 診査・診断

GH

ST

RP

3.7/4.2

4.5

9.0

3.0

W

4.0

R

5.0

0.7

5.2

2.0

WP

4.7/5.2

5.5

9.0

3.0

5 プロビジョナル
レストレーション

4.0
5.0

1-1

テンポラリーアバットメントご使用の際の注意事項

6 一次手術

1）アバットメントは、目安として下顎ではインプラント体埋入の 3 ヵ月以上経過後、上顎では 6 ヵ月以上経過後に軟組織及び骨の治癒を確認した後に設置します。

2）本品は未滅菌品です。
3）必要に応じて X 線写真を撮影し、アバットメントとインプラント体との間に隙間がないことを確認してください。
7 軟組織のマネジメント

4）アバットメントを装着する際は、インプラント体の内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。
5）技工作業ではラボスクリューを用います。アバットメントスクリューと同形状であるため、使用前に製品ラベルをよく確認し、混同しないよ
うにしてください。

6）締め付けられたネジは、初期のネジ自体の塑性変形などが原因で締結力が下がることが知られています。増し締めは下がった締結力を戻すとともに、各パーツ間の接触状態をより密接にさせ、緩みを抑える効果があります。2 回〜 3 回、アバットメントスクリューの増し締めを行ってください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

7）メンテナンス等でアバットメントスクリューを交換する場合は、別売りのアバットメントスクリューを使用してください。
8）製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けてください。落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラント体は、感染の恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。

9）アバットメントの締結や専用器具を操作する際、患者が誤飲しないように注意してください。
10) アバットメントに過大な力が加わった場合、変形・破損する恐れがあるので注意してください。
11) アバットメントの開封前に、外観確認を行い、パッケージの損傷が確認された場合は、そのアバットメントは使用しないでください。
12) インプラント体に傷をつける恐れがあるため、専用器具以外は使用しないでください。
13) テンポラリーアバットメントは、２ヵ月を最大使用期間の目安としてください。

9 関連情報14) テンポラリーアバットメントは暫間パーツであるため咬合力が加わらないようにしてください。
15) 事前に製品の注意事項等情報をよく読み、製品の機能、使用方法、手術手順について十分理解してください。

48

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

ステップ 12 適応症／禁忌症

テンポラリーアバットメントによるプロビジョナルレストレーションの製作
テンポラリーアバットメントの調整

・ アナログの上にテンポラリーアバットメントを装着し、ヘキサロビューラドライバーを使用してラボスクリューを締結します。

3 インプラントの埋入位置

テクニカルポイント
単独歯ではテンポラリーアバットメント ST （回転防止機構有）、連結歯ではテンポラリーアバットメント

R （回転防止機構無）を使用します。

STR
4 診査・診断・ 隣在歯の高さや対合歯のクリアランス等を参考にし、テンポラリーアバットメントのポスト部の適切な高さに印をつけ、必要に応じてポスト部を削合調整します。
5 プロビジョナル
レストレーション注意

BL イ ン プ ラ ン ト の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム よ り
2.5mm の位置に、アバットメントスクリューの7 軟組織のマネジメント

ステップ 22.5mm
6 一次手術

ヘッドが設定されます。
スクリューヘッドがでないようにポスト部の高さの調整をしてください。

ガムシリコンの調整

・ 解剖学的形態を考慮し、必要であればガムシリコンを削合してエマージェンスプロ

8 上部構造パーツの口腔内装着についてファイルを形成します。

9 関連情報49® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3

ワックスアップ

・解剖学的形態を付与したワックスアップを行います。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断ステップ 4

レジンの築盛・ テンポラリーアバットメントにレジンを築盛します。
レジンを築盛する際にはチタンアバットメントの表面にサンドブラスト処理を行います。
不適合の要因になりますので嵌合部にサンドブラストがあたらないように注意してください。

5 プロビジョナル
レストレーション・ レジンが適応されたプロビジョナルレストレーションの形態修正を行い、完成です。
6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報50

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

6. セメント固定式上部構造

2 適応症／禁忌症

1

ポストアバットメント◆適応●セメント固定式上部構造（単独歯または複数歯）の製作

3 インプラントの埋入位置

ポストアバットメント◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆締結トルク● NP 20N·cm

スタンダードタイプ

ワイドタイプ
4 診査・診断● RP 30N·cm● WP 30N·cm◆使用ドライバー●ヘキサロビューラドライバー

5 治療計画・術前準備

◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。
ポストアバットメントの基本術式

6 セメント固定式
上部構造

一次手術／二次手術
・インプラント埋入・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）

7 軟組織のマネジメント

使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

暫間補綴／最終補綴・アバットメント／最終補綴の装着

NP

8 上部構造パーツの口腔内装着について

締結トルク

20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

9 関連情報51® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ポストアバットメント
製品図

プラット
フォーム

スタンダードのサイズバリエーション
対応
インプラント径（φ）

カフ高さ（ H1 ）（単位：mm）

直径（ W ）

ポスト長さ（ H2 ）

S

M

4.1

5.6

1.0
3 インプラントの埋入位置

2.0
NP3.2/3.4

3.0

3.5

4.0
5.0
1.0
2.0
RP

3.7/4.2

3.0

4.5

4.0
4 診査・診断

5.0
1.0
2.0
WP

4.7/5.2

3.0

5.5

4.0
5 治療計画・術前準備

5.0

ポストアバットメント
製品図

プラット
フォーム

ワイドのサイズバリエーション
対応
インプラント径（φ）

カフ高さ（ H1 ）（単位：mm）
直径（ W ）

ポスト
長さ
（ H2 ）

M

6 セメント固定式
上部構造

1.0
2.0
RP

3.7/4.2

3.0

5.0

4.0
5.0

5.6

1.0
7 軟組織のマネジメント

2.0
WP

4.7/5.2

3.0
4.0
5.0

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報52

6.0

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ポストアバットメントよる上部構造製作
ステップ 1

作業模型の製作

3 インプラントの埋入位置

・ 直接印象にて作業模型を製作します。

4 診査・診断ステップ 25 治療計画・術前準備

ワックスアップ

・ 最終外形にワックスアップを行います。

6 セメント固定式
上部構造

ステップ− 3

形態修正／研磨

7 軟組織のマネジメント

・ 鋳造された上部構造の形態修正、研磨を行い完成です。
特に歯肉が接触する部位については十分に研磨してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報53® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

アングルアバットメント / プレパブルアバットメント◆適応●セメント固定式上部構造（単独歯または複数歯）の製作

3 インプラントの埋入位置●削合調整によるカスタムアバットメントの製作

アングルアバットメント

プレパブルアバットメント◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆締結トルク

4 診査・診断● NP 20N·cm※アングルアバットメントは HEX （六角形）の
対角方向より傾斜しています。

● RP 30N·cm● WP 30N·cm◆使用ドライバー

5 治療計画・術前準備●ヘキサロビューラドライバー
◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

6 セメント固定式
上部構造

アングルアバットメント / プレパブルアバットメントの基本術式
一次手術／二次手術
・インプラント埋入・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法

7 軟組織のマネジメント

マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

暫間補綴

8 上部構造パーツの口腔内装着について・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーアバットメント装着）
締結トルク

NP

20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

9 関連情報54

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

最終補綴・アバットメント／最終補綴装着

NP

3 インプラントの埋入位置

締結トルク20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

プラット
フォーム

製品図

（単位：mm）

対応
インプラント径（φ）

RP

3.7/4.2

WP

4.7/5.2

直径（ W ）

ポスト長さ

H2

1.6
2.6
3.6
4.6
1.6
2.6
3.6
4.6
1.6
2.6
3.6
4.6

1.9
2.9
3.9
4.9
1.9
2.9
3.9
4.9
1.9
2.9
3.9
4.9

H3

スタンダード

ワイド

角度
（θ）

7.0

3.5

4.0

15

7.0

4.5

5.0

15

7.0

5.5

6.0

15

プレパブルアバットメントのサイズバリエーション
製品図

プラット
フォーム

3.2/3.4

RP

3.7/4.2

WP

4.7/5.2

ポスト長さ

H1

H2

スタンダード

ワイド

7.1

3.5

4.0

7.1

4.5

5.0

7.1

5.5

6.0

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

8 上部構造パーツの口腔内装着についてNP（単位：mm）
直径（ W ）

カフ高さ

7 軟組織のマネジメント

対応
インプラント径（φ）

6 セメント固定式
上部構造

3.2/3.4

カフ高さ

H1

5 治療計画・術前準備

NP

4 診査・診断

アングルアバットメントのサイズバリエーション

9 関連情報55® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

アングルアバットメント / プレパブルアバットメントによる上部構造製作
ステップ 1

アングルアバットメントとプレパブルアバットメントの調整

3 インプラントの埋入位置

・ アナログ模型に使用するアバットメントを装着します。
アングルアバットメント／プレパブルアバットメントは削合調整が可能です。
模型より着脱時に装着方向を確認できるようにポスト部にマーキングをします。
注意
アングルアバットメントは、 HEX の頂点方向に角度がついています。

4 診査・診断注意
ＲＰ−Ｌ

・アングルの角度がついている方向は、インプラント
ＲＰ−Ｓ

5 治療計画・術前準備

体のアバットメント嵌合部に設けている HEX により決まります。インプラント体埋込時は、インプラン
トドライバーの HEX の向きを見ながら、アングルの角度がついている向きを考慮してください。
・インプラントドライバーの NP と RP・WP とでは先

(A)

Ｓ

Ｌ

インプラントドライバー

端形状が異なります。
6 セメント固定式
上部構造

・ マージンラインの位置設定を行います。
・ マージンとポスト部の形状を形成します。
テクニカルポイント・ マージンの形状は、最終補綴物の種類や材質により異なります。最終補綴物にあったマージンの形状を付与してください。

7 軟組織のマネジメント

・ ポスト部の維持を考慮し、適切なポスト部のテーパー角度を設定してください。
・最終補綴物の外形や種類を考慮し、ポスト部の高さの設定を行います。

重要
プレパブルアバットメント及びアングルアバットメントの削合禁止範囲について
・軸面のテーパーは歯軸に対して 2 〜 6 で設定してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について・辺縁部を仕上げる際は、先端がＲ 0.2mm 以上のバーを使用してください。
・アバットメントの接合面から 2.0mm までは削合しないでください。
・加工時にアクセスホールからアバットメントスクリューが突出しないよう、アバットメントの下端から 4.6mm 以上の高さを確保してください。
・加工範囲はアバットメントの上端から最大外径位置より 0.5mm 接合面側までとし、マージン部の直径を一定以上確保してください。（下表参照）

9 関連情報56

プラットホームタイプ

マージン部の径NP

φ 3.05 mm 以上

RP

φ 3.35 mm 以上

WP

φ 3.60 mm 以上

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 2

ワックスアップ、鋳造

・ 解剖学的形態を付与したワックスアップを製作し、必要に応じてカットバックします。
その後、通法に従いスプルーイング、埋没の後、通常のクラウン、ブリッジ法で鋳造

3 インプラントの埋入位置します。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

ステップ 3

形態修正、研磨・ 使用される前装材料に従い、メタルフレームの調整ならびに表面処理を行います。
6 セメント固定式
上部構造
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報57® Implant System

1 インプラントシステム

2 適応症／禁忌症

・ 前装材料をメタルフレームの上に築盛し、通法通り形態修正と研磨を行います。

3 インプラントの埋入位置

・ 最終艶出し処理を行い、完成です。
4 診査・診断

5 治療計画・術前準備

6 セメント固定式
上部構造

7 軟組織のマネジメント

8 上部構造パーツの口腔内装着について

9 関連情報58

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3

キャストオンアバットメント◆適応

3 インプラントの埋入位置●カスタムアバットメントによるセメント固定式上部構造の製作●スクリュー固定式上部構造（単独歯または複数歯）の製作◆材質●金合金（Ceramicor : CENDRES+METAUX 社製 )キャストオンアバットメント◆選択基準

4 診査・診断●単独植立●複数本埋入時●対合歯とのクリアランスが不足している場合でも適応（スクリュー固定式上部構造の場合）
STR
5 治療計画・術前準備◆締結トルク● NP 20N·cm● RP 30N·cm● WP 30N·cm◆使用ドライバー

6 セメント固定式
上部構造●ヘキサロビューラドライバー
◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報59® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

キャストオンアバットメントの基本術式
一次手術
・インプラント埋入

3 インプラントの埋入位置

・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

暫間補綴
4 診査・診断・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーアバットメント装着）
締結トルク

NP

20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
5 治療計画・術前準備

ヘキサロビューラドライバー

最終補綴
・アバットメント／最終補綴装着
締結トルク

NP

20N·cm

6 セメント固定式
上部構造

RP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報60

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

製品図

2 適応症／禁忌症

キャストオンアバットメントのサイズバリエーション（単位：mm）

対応
インプラント径
（φ）

直径
（W）

NP

3.2/3.4

4.1

RP

3.7/4.2

4.5

WP

4.7/5.2

5.5

カフ部高さ（ H1 ）

高さ（ H2 ）

214

3 インプラントの埋入位置

プラット
フォーム

H2

H1
W

4 診査・診断

3-1

キャストオンアバットメントご使用の際の注意事項

5 治療計画・術前準備

1）アバットメントは、目安として下顎ではインプラント体埋入の 3 ヵ月以上経過後、上顎では 6 ヵ月以上経過後に軟組織及び骨の治癒を確認した後に設置します。

2）本品は未滅菌品です。
3）必要に応じて X 線写真を撮影し、アバットメントとインプラント体との間に隙間がないことを確認してください。
4）アバットメントを装着する際は、インプラント体の内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。
5）技工作業ではラボスクリューを用います。アバットメントスクリューと同形状であるため、使用前に製品ラベルをよく確認し、混同しないよ
うにしてください。

6 セメント固定式
上部構造6）締め付けられたネジは、初期のネジ自体の塑性変形などが原因で締結力が下がることが知られています。増し締めは下がった締結力を戻すとともに、各パーツ間の接触状態をより密接にさせ、緩みを抑える効果があります。2 回〜 3 回、アバットメントスクリューの増し締めを行ってください。

7）メンテナンス等でアバットメントスクリューを交換する場合は、別売りのアバットメントスクリューを使用してください。
8）製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けてください。落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラント体は、感染

7 軟組織のマネジメントの恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。

9）アバットメントの締結や専用器具を操作する際、患者が誤飲しないように注意してください。
10) アバットメントに過大な力が加わった場合、変形・破損する恐れがあるので注意してください。
11) アバットメントの開封前に、外観確認を行い、パッケージの損傷が確認された場合は、そのアバットメントは使用しないでください。
12) インプラント体に傷をつける恐れがあるため、専用器具以外は使用しないでください。
13) 事前に製品の注意事項等情報をよく読み、製品の機能、使用方法、手術手順について十分理解してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報61® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3-2ステップ 1

キャストオンアバットメントによるセメント固定式上部構造製作（カスタムアバットメント ）キャストオンアバットメントの調整

3 インプラントの埋入位置

・キャストオンアバットメントをアナログ模型に装着します。

テクニカルポイント
単独歯ではキャストオンアバットメント ST （回転防止機構有）を使用します。

4 診査・診断ST

5 治療計画・術前準備・隣在歯のマージナルリッジや対合歯とのクリアランス等を参考にし、必要に応じてポスト部を削合調整します。

注意
6 セメント固定式
上部構造

金合金部を削らないように高さを調整してください。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報62

金合金部

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 2

ワックスアップ

・解剖学的形態を考慮し、キャストオンアバットメントに最終のポスト形状をワックス
アップします。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断ステップ 3

スプルーイング／埋没 / 鋳造

・ワックスアップされた上部構造体にスプルーイング、埋没を行います。
その後、通法通り鋳造を行います。

5 治療計画・術前準備
6 セメント固定式
上部構造
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報63® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 4

形態修正／研磨

・鋳造された上部構造の形態修正、研磨します。

3 インプラントの埋入位置

特に歯肉が接触する部位については十分に研磨してください。

4 診査・診断・歯肉との関係を確認、調整し、最終補綴物のフレームワークを製作します。

5 治療計画・術前準備
6 セメント固定式
上部構造

・前装材料を築盛し、研磨、形態修正を行い完成です。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報64

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

7. スクリュー固定式上部構造

2 適応症／禁忌症

1スプリントアバットメント◆適応●スクリュー固定式上部構造（単独歯または複数歯）の製作

3 インプラントの埋入位置

スプリントアバットメント●オーバーデンチャーの製作◆材質●スプリントアバットメント

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●スプリントヒーリングキャップ

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●テンポラリーシリンダー

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●ゴールドシリンダー

金合金（Ceramicor：CENDRES+METAUX 社製）

角度 17

角度 30

4 診査・診断

ゴールドシリンダー

◆選択基準
●単独植立
●連結植立
※ 連結の症例では、スプリントアバットメントの使用が推奨されます。

5 治療計画・術前準備◆締結トルク・締結方法●スプリントアバットメント

ストレート●スプリントアバットメント

アングル

ST

30N·cmR

20N·cm●ゴールドシリンダー / テンポラリーシリンダー

20N·cm●スプリントヒーリングキャップ

マニュアル（手締め）
6 一次手術◆使用ドライバー

テンポラリーシリンダースプリントアバットメント用ドライバー●スプリントアバットメントアングル

フレックスドライバー CH●スプリントヒーリングキャップ

フレックスドライバー CH ＋ CH アダプタ

●テンポラリーシリンダー

フレックスドライバー CH●ゴールドシリンダー

フレックスドライバー CH

ST

7 スクリュー固定式
上部構造●スプリントアバットメントストレート

R

◆滅菌状態
滅菌済

8 上部構造パーツの口腔内装着について●スプリントアバットメント●スプリントヒーリングキャップ／コールドシリンダー／テンポラリーシリンダー

未滅菌

スプリントヒーリングキャップ※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

9 関連情報65® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントの基本術式
一次手術

3 インプラントの埋入位置

・インプラント埋入・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

4 診査・診断

スプリントアバットメントの装着（二次手術）
・スプリントアバットメント装着
締結トルク

5 治療計画・術前準備

ストレート

30N·cmアングル

20N·cm

使用ドライバーストレートタイプ

スプリントアバットメント用ドライバー

アングルタイプ

フレックスドライバー CH

暫間補綴
6 一次手術・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーシリンダー装着）
締結トルク20N·cm
使用ドライバーフレックスドライバー CH

7 スクリュー固定式
上部構造

最終補綴
・最終補綴装着

8 上部構造パーツの口腔内装着について

締結トルク

20N·cm
使用ドライバーフレックスドライバー CH

9 関連情報66

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントのサイズバリエーション●ストレートタイプ（単位：mm）
直径
（W）

カフ高さ
（H）

3 インプラントの埋入位置対応
インプラント径
（φ）

プラット
フォーム

製品図

1.0
2.0
RP

3.7/4.2

3.0
4.0
5.0

H

4.8

1.0
2.0

W

WP

4.7/5.2

3.0
4 診査・診断4.0
5.0●アングルタイプ（単位：mm）
対応
インプラント径
（φ）

カフ高さ
（H）

直径
（W）

角度
（θ）

5 治療計画・術前準備

プラット
フォーム

製品図

2.5
W

3.5

W

RP

3.7/4.2

3.5

H

H

17

4.5
4.5

30

4.8

θ

θ

17

3.5

角度 30°

WP

30

4.7/5.2

17

4.5

テンポラリーシリンダーの（単位：mm）
長さ
（H）

製品図

サイズバリエーション

直径（W）（単位：mm）
長さ
（H）

製品図

直径
（W）

製品図

（単位：mm）
高さ
（H）

直径
（W）

4.8

H

4.3

5.3

8 上部構造パーツの口腔内装着について

14.5

4.8

サイズバリエーション

W

H

12.0

W

W

R

スプリントヒーリングキャップのゴールドシリンダーの

H

ST

30

7 スクリュー固定式
上部構造

サイズバリエーション

6 一次手術角度 17°

STR

9 関連情報67® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントの術式の特長
スプリントアバットメントは、スクリュー固定式上部構造やバーアタッチメントによるオーバーデンチャーに適用します。
ストレートまたはアングルタイプ（17 と 30 ）があり、頚部の高さも軟組織の厚みに合わせ様々なサイズを選択することにより、イ

3 インプラントの埋入位置

ンプラント体の埋入方向等の補正等が効果的にできます。
また、スプリントアバットメントは One Time One Abutment Concept に基づいて設計されており、二次手術時に滅菌済のアバットメントが締結して、以後はアバットメントはインプラント体に装着された状況で、最終補綴物の装着を行います。これによりパッシ
ブフィットが必要なスクリュー固定式上部構造においては、連結歯で精度の高い補綴が行えます。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

一次手術
カバースクリュー

6 一次手術ニ次手術

印象採得

プロビジョナル

最終補綴スプリントアバットメント

スプリントアバットメント

スプリントアバットメント

スプリントアバットメント

スプリントヒーリングキャップ

スプリントアバットメント用
トランスファーコーピング

テンポラリーシリンダー

ゴールドシリンダー

またはスプリントアバットメント用
インプレッションポスト

7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報68

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントストレートタイプの装着• プレマウントされたアバットメントキャリアを使用して、インプラント体にスプリントアバットメントストレートタイプを仮

3 インプラントの埋入位置

締めします。

アバットメントキャリア

4 診査・診断• 仮締め後、アバットメントキャリアを取り外します。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術• スプリントアバットメントスクリューをスプリントアバットメ
ント用ドライバーを用いて 30N·cm で締結します。

7 スクリュー固定式
上部構造

締結トルク

30N·cm8 上部構造パーツの口腔内装着について

スプリントアバットメント用ドライバー

9 関連情報69® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

17 および 30 スプリントアバットメントアングルタイプの装着• プレマウントされたアバットメントキャリアを使用して、スプリントアバットメントをインプラント上に装着します。

3 インプラントの埋入位置

アバットメントキャリア

4 診査・診断

注意スプリントアバットメントアングルタイプは、HEX の頂点方向に角度がついてい5 治療計画・術前準備

ます。
角度 17

角度 30

6 一次手術注意
ＲＰ−Ｌ

・アングルの角度がついている方向は、インプラント体のアバットメント嵌合部に、インプラントドライバーの HEX の向きが予定するアングルの向きと一致す

7 スクリュー固定式
上部構造

るように考慮してください。

ＲＰ−Ｓに設けている HEX の向きにより決まります。したがってインプラント体埋込時

・インプラントドライバーの NP と RP・WP とでは先端形状が異なります。
Ｓ

Ｌ

インプラントドライバー CH

8 上部構造パーツの口腔内装着について• フレックスドライバー CH と CH アダプタを使用して、抵抗

アバットメント
キャリアを感じるまで、スプリントアバットメントアングルスクリューを仮締めします。その後アバットメントキャリアを除去します。

9 関連情報CH アダプタ＋フレックスドライバー CH
CH アダプタ+フレックスドライバー CH

70

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症• スプリントアバットメントアングルスクリューをフレックスド
ライバー CH を用いて 20N·cm で締結します。
締結トルク

3 インプラントの埋入位置

20N·cmフレックスドライバー CH

Ｓ

M

Ｌ

XL

4 診査・診断

フレックスドライバー CH

5 治療計画・術前準備

スプリントヒーリングキャップの装着• スプリントヒーリングキャップをスプリントアバットメントに装着し、フレックスドライバー CH と CH アダプターを用いてシリンダースクリューを締結します。

6 一次手術

CH アダプタ＋フレックスドライバー CH

7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報71® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントによるスクリュー固定式上部構造製作◆テンポラリーシリンダーによるプロビジョナルレストレーションの製作

3 インプラントの埋入位置

ステップ 1

テンポラリーシリンダーの調整・ アナログの上にテンポラリーシリンダーを装着し、フレックスドライバーを使用してラボスクリューを締結します。

テクニカルポイント
単独歯ではテンポラリーシリンダー ST （回転防止機構有）、連4 診査・診断

結歯ではテンポラリーシリンダー R （回転防止機構無）を使用
します。

ST

R

5 治療計画・術前準備

・ 隣在歯の高さや対合歯のクリアランス等を参考にし、テンポラリーシリンダーのポス
ト部の適切な高さに印をつけ、必要に応じてポスト部を削合調整します。
注意

6 一次手術

スプリントアバットメントのプラットフォームより4.3mm の位置に、シリンダースクリューのヘッドが設定されます。
スクリューヘッドがでないようにポスト部の高さの調整をしてください。

7 スクリュー固定式
上部構造

ステップ 2

ワックスアップ・ 解剖学的形態を付与したワックスアップを行い、シリコンキーを採得します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報72

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3

レジンの築盛・ アクセスホール内にレジンが流れ込むのを防ぐために、ラバーセップ等を利用しアク
セスホールを封鎖します。

3 インプラントの埋入位置注意
テンポラリーシリンダーの表面にサンドブラスト処理を行う場合は、不適合の要因になりますので嵌合部にサンドブラストがあたらないように注意してください。

4 診査・診断・ 採得されたシリコンキーを模型に戻し、レジンを流し込みます。審美性を考慮する場
合はテンポラリーシリンダーに硬質レジンのオペーク処理を行います。

5 治療計画・術前準備

・ プロビジョナルレストレーションの形態修正を行い、完成です。
6 一次手術7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報73® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 4

最終上部構造の製作

・ アナログの上にゴールドシリンダーを装着し、フレックスドライバー CH を使用してラボスクリューを締結します。

3 インプラントの埋入位置

テクニカルポイント
単独歯ではゴールドシリンダー ST （回転防止機構有）、連結歯ではゴールドシリンダー R （回転防止機構無）を使用します。

4 診査・診断STR

5 治療計画・術前準備

・ 隣在歯の高さや対合歯とのクリアランス等を参考にして、ゴールドシリンダーのポス
ト部の適切な高さに印をつけ、必要に応じてコーピングを削合調整します。
注意
金合金部を削らないように高さを調整してください。

6 一次手術7 スクリュー固定式
上部構造

・ ワックスアップを行い、スプルーイングを行います。

8 上部構造パーツの口腔内装着についてステップ 5

埋没 / 鋳造・ワックスアップされた上部構造体にスプルーイング、埋没を行い通法通り鋳造を行います。
9 関連情報74

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 6

形態修正／研磨・ 作業模型上で適合調整を行います。

3 インプラントの埋入位置

・ 鋳造された上部構造の形態修正、研磨を行い完成です。
4 診査・診断

特に歯肉が接触する部位については十分に研磨してください。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術7 スクリュー固定式
上部構造― ワンスクリューテスト（One Screw Test）について ―スクリュー固定式上部構造やバーアタッチメント等でアバットメント間を連結した場合にはワンスクリューテスト（One Screw Test）
を行います。
ワンスクリューテストは、複数のインプラント支持型補綴物を試適や装着するとき、精密な適合を測定するための試験です。
補綴物の一方の端にスクリューを挿入し、その時補綴物に浮き上がりがないことを観察します。
上部構造とアナログに浮き上がりがある場合は、フレームを切断し再度ロウ着等により連結することが必要です。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報75® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2

キャストオンアバットメント◆適応

3 インプラントの埋入位置●カスタムアバットメントによるセメント固定式上部構造の製作●スクリュー固定式上部構造（単独歯または複数歯）の製作◆材質●金合金（Ceramicor : CENDRES+METAUX 社製 )キャストオンアバットメント◆選択基準

4 診査・診断●単独植立●複数本埋入時●対合歯とのクリアランスが不足している場合でも適応（スクリュー固定式上部構造の場合）

5 治療計画・術前準備◆締結トルクST● NP 20N·cm● RP 30N·cm● WP 30N·cm◆使用ドライバー●ヘキサロビューラドライバー

6 一次手術◆滅菌状態●未滅菌※未滅菌品は口腔内装着前に必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報76

R

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

キャストオンアバットメントの基本術式
一次手術
・インプラント埋入

3 インプラントの埋入位置

・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

4 診査・診断

暫間補綴・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーアバットメント装着）
締結トルク

NP

20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
5 治療計画・術前準備

ヘキサロビューラドライバー

最終補綴
・アバットメント／最終補綴装着
締結トルク

NP

20N·cm
6 一次手術RP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報77® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

キャストオンアバットメントのサイズバリエーション
製品図（単位：mm）

3 インプラントの埋入位置

プラット
フォーム

対応
インプラント径
（φ）

直径
（W）

NP

3.2/3.4

4.1

RP

3.7/4.2

4.5

WP

4.7/5.2

5.5

カフ部高さ（ H1 ）

高さ（ H2 ）

2

14

H2

H1
W

4 診査・診断

1-1

キャストオンアバットメントご使用の際の注意事項

5 治療計画・術前準備

1）アバットメントは、目安として下顎ではインプラント体埋入の 3 ヵ月以上経過後、上顎では 6 ヵ月以上経過後に軟組織及び骨の治癒を確認した後に設置します。

2）本品は未滅菌品です。
3）必要に応じて X 線写真を撮影し、アバットメントとインプラント体との間に隙間がないことを確認してください。
4）アバットメントを装着する際は、インプラント体の内部を十分洗浄し、血液等の異物を取り除いてください。
5）技工作業ではラボスクリューを用います。アバットメントスクリューと同形状であるため、使用前に製品ラベルをよく確認し、混同しないよ
うにしてください。

6）締め付けられたネジは、初期のネジ自体の塑性変形などが原因で締結力が下がることが知られています。増し締めは下がった締結力を戻すと
6 一次手術ともに、各パーツ間の接触状態をより密接にさせ、緩みを抑える効果があります。2 回〜 3 回、アバットメントスクリューの増し締めを行ってください。

7）メンテナンス等でアバットメントスクリューを交換する場合は、別売りのアバットメントスクリューを使用してください。
8）製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けてください。落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプラント体は、感染の恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。

7 スクリュー固定式
上部構造9）アバットメントの締結や専用器具を操作する際、患者が誤飲しないように注意してください。
10) アバットメントに過大な力が加わった場合、変形・破損する恐れがあるので注意してください。
11) アバットメントの開封前に、外観確認を行い、パッケージの損傷が確認された場合は、そのアバットメントは使用しないでください。
12) インプラント体に傷をつける恐れがあるため、専用器具以外は使用しないでください。
13) 事前に製品の注意事項等情報をよく読み、製品の機能、使用方法、手術手順について十分理解してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報78

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

キャストオンアバットメントによるスクリュー固定式上部構造製作
ステップ 1

キャストオンアバットメントの調整

3 インプラントの埋入位置

・キャストオンアバットメントをアナログ模型に装着します。

テクニカルポイント
単独歯ではキャストオンアバットメントST(回転防止機構有)、連結歯ではキャストオンアバットメントR(回転防止機構無)を使用します。

4 診査・診断STR

5 治療計画・術前準備・隣在歯のマージナルリッジや対合歯とのクリアランス等を参考にし、必要に応じてポスト部を削合調整します。

6 一次手術7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報79® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 2

ワックスアップ

・解剖学的形態を考慮し、キャストオンアバットメントにワックスアップします。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断ステップ 3

スプルーイング／埋没／鋳造・ワックスアップされた上部構造体にスプルーイングを行います。その後、通法通り埋没後、鋳造を行います。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術ステップ 4

形態修正／研磨

・鋳造された上部構造の形態修正、研磨を行い完成です。
特に歯肉が接触する部位については十分に研磨してください。

7 スクリュー固定式
上部構造
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 関連情報80

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

テクニカルインフォメーション −鋳接テクニック−
鋳接テクニックの注意点

3 インプラントの埋入位置

キャストオンアバットメントならびにゴールドシリンダーは、自由度が高く、カスタム
アバットメントやスクリュー固定式上部構造を高精度に製作することができ、適応範囲が広いアバットメントです。
鋳接は、CENDRES ＋ METAUX 社の Ceramicor（金合金）製のベース部と鋳造合金を溶湯で湿潤させることで、2 種類の材料からなる合金の界面反応（拡散）により金属結合が得られます。

4 診査・診断

BL インプラント では、キャストオンアバットメント / ゴールドシリンダーにおいて、
鋳接テクニックを使用します。
確実に鋳接を行うには、各ステップについて条件や使用方法について注意することが重要です。

5 治療計画・術前準備

ワックスアップ●キャストオンアバットメントにワックスを付与する場合は必ずアナログ上で行い、嵌合部にワックスが回らないように注意してください。

6 一次手術●余剰分のワックスを調整する場合は、金合金製のベース部を傷つける可能性があるた
め金属製インスツルメントを使用しないでください。
●金合金製ベース上のワックスの層に十分な厚みがあることを確認してください（ゴールドシリンダーを使用する場合：最低 0.5mm、キャストオンアバットメントを使用する場合：最低 0.75mm）。

写真は TL 用のキャストオンアバットメントです。

7 スクリュー固定式
上部構造●ワックスアップ終了後、インプラント接合部および内面の油膜や余剰分のワックスを綿球等で取り除いてください。
スプルーイング

エアーベンドの設定● スプルーイング方向に関しては、支台の長軸に直8 上部構造パーツの口腔内装着について行する角度でのスプルーイングを避け、鋳造圧がダイレクトに支台に伝わらないように考慮してください。
● 背圧対策のためエアーベントを設置することが推奨されます。
● パターンクリーナー等を使用せずに埋没してください。

写真は TL 用のキャストオンアバットメントです。

9 関連情報81® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

埋没とリング焼却●急速加熱式埋没材は使用しないでください。必ず従来加熱の埋没材を使用してください。
●使用される合金に適した埋没材を使用してください。
●埋没材の取扱いについてはメーカーの取扱説明書を十分に確認してください。

3 インプラントの埋入位置●リング焼却の際の昇温温度について
キャストオンアバットメントに使用されているバーンアウト型プラスチックやパターンレジン及びプラスチックスプルーを使用する
場合、注意してください。
レジン系の材料を焼却する際には、約190℃が軟化温度であり、この付近で急激に膨張するとされています。これらの膨張が埋没材にダメージを与えることが考えられますので、急速加熱を避け、特に室温から約300℃付近までは低速で昇温を行うことが推奨されます。
係留温度や係留時間等に関しては、使用する埋没材の取扱説明書を確認してください。

4 診査・診断

Temperature rising curve

5 治療計画・術前準備

300˚cx1Hr

CAST

300˚c

START

6 一次手術鋳造●鋳接する合金は、歯科鋳造用金合金（JIS T 6116 タイプ 3 又は 4 相当品）、歯科鋳造用低カラット金合金（JIS T 6122 タイプ 3 又は 4 相当品）、歯科鋳造用 14 カラット金合金（JIS T 6113 第 2 種相当品）又は歯科鋳造用金銀パラジウム合金（JIS T 6106 第 2種相当品）を 用いてください。
但し伸びが 5% 以上の合金を使用してください。

7 スクリュー固定式
上部構造●単冠で用いる場合の鋳接体について、キャストオンアバットメントの場合は最大高さ 13.7mm、最大直径 12.0mm の範囲のものにし、鋳接体の肉厚は、0.5mm 以上確保してください。ゴールドシリンダーの場合は最大高さ 13.9mm、最大直径 12.0mm の範囲のものにし、鋳接体の肉厚は、0.5mm 以上確保してください。
また、キャストオンアバットメントを用いて鋳接体の角度補正を行う場合、歯軸はインプラント体の長軸に対して 15 以内としてください。
●鋳造温度は 1,200℃以下で行ってください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について●鋳接後は鋳造リングを室温まで放冷してください。
●リングから取り出す際は、ハンマー等で強い衝撃を与えないようにしてください。
●埋没材の除去において、サンドブラストは不適合の要因となりますので使用しないでください。

9 関連情報82

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

8. CAD/CAM 技工によるカスタムアバットメント

2 適応症／禁忌症

1

チタンベースアバットメント◆適応●セメント固定式上部構造（単独歯 / 複数歯）の製作

3 インプラントの埋入位置●スクリュー固定式上部構造（単独歯）の製作

チタンベースアバットメント◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆締結トルク

4 診査・診断● NP 20N·cm● RP 30N·cm● WP 30N·cm◆使用ドライバー

5 治療計画・術前準備●ヘキサロビューラドライバー
◆滅菌状態
●未滅菌
※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。
◆備考

6 一次手術●チタンベースアバットメントのカフ部は各プラットフォームのヒーリングアバットメントの高さ 3mm（カフ部 2mm）の形状に合っています。

7 軟組織のマネジメント
8CAD/CAM 技工によるカスタムアバットメント

9 関連情報83® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

チタンベースアバットメントの基本術式
一次手術／二次手術

3 インプラントの埋入位置

・インプラント埋入・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

4 診査・診断

暫間補綴・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーアバットメント装着）
締結トルク

NP

20N·cm

5 治療計画・術前準備

RP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

最終補綴
6 一次手術・アバットメント／最終補綴装着
締結トルク

NP

20N·cmRP ／ WP 30N·cm
使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー

7 軟組織のマネジメント

チタンベースアバットメントのサイズバリエーション

8CAD/CAM 技工によるカスタムアバットメント

製品図

H1
H2

W

9 関連情報

84

プラット
フォーム

対応
インプラント径（φ）

NP

3.2/3.4

RP

3.7/4.2

WP

4.7/5.2（単位：mm）
ポスト長さ（ H1 ）

カフ高さ（ H2 ）

直径
（W）

4.1
4.6

2.0

4.5
5.5

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症① セメント固定式上部構造の製作（2 ピースアバットメント）
ステップ 1

カスタムアバットメント及びフレームワークの製作

3 インプラントの埋入位置・対合関係、補綴物のデザインを考慮し、歯科用 CAD/CAM シ
ステム等を用いてカスタムアバットメント及びフレームワーク
を製作します。

注意

カスタムアバットメント

4 診査・診断

アバットメントスクリューのヘッド径は、NP：2.0mm、RP：2.3mm、WP：2.5mm です。
カスタムアバットメントの製作時には、各プラットフォーム用のス
クリューヘッド径を考慮し、アクセスホールを形成してください。

フレームワーク

重要チタンベースアバットメントの上に接着するカスタムアバットメントを製作する
場合は以下のことを考慮してください。

5 治療計画・術前準備

カスタムアバットメントを製作する場合の注意点

最大直径（10mm 以下）

・カスタムアバットメントの製作に用いるセラミックス材料は、歯科用ジルコニ
ア（既承認ならびに認証品の ISO6872 タイプⅡクラス 6 適合品）を使用して最大高さ（10mm 以下）ください。
6 一次手術・製作するカスタムアバットメントは、最大高さ 10mm、最大直径 10mm の範囲で、角度補正は 15 以内で設計してください。
・セメントスペースは 50 μ m 以下に設定してください。

7 軟組織のマネジメント

ステップ 2

カスタムアバットメントの接着・製作されたカスタムアバットメントとチタンベースアバットメント表面を洗浄し、その後、歯科接着用レジンセメントを用いて、口腔外でカスタムアバットメントをチタンベースアバットメントポスト部に接着します。セメントの硬化後、歯科技工用のバーでセメ
ントラインを研磨するなどして余剰なセメントを取り除き、プラークが停滞しない形態にしてください。

8CAD/CAM 技工によるカスタムアバットメント

テクニカルポイント
チタンベースアバットメントのポスト部には、突起状の維持機構が付与されています。製作されたカスタムアバットメントが、維持機構

正確に適合しているか、試適して確認してください。

9 関連情報推奨される歯科接着用セメントについて
カスタムアバットメントの接着は歯科接着用レジンセメント『レジセム』（認証番号 218AIBZX00020000 、製造販売業者：株式会社松風）を使用してください。詳細は、歯科接着用レジンセメント『レジセム』の取扱説明書を参照してください。

85® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3

フレームワークの接着通法に従い、洗浄したフレームワークをカスタムアバットメントに接着してください。

3 インプラントの埋入位置② スクリュー固定式上部構造の製作（1 ピースアバットメント）
4 診査・診断ステップ 1

フレームワークの製作・対合関係、補綴物のデザインを考慮し、歯科用 CAD/CAM システム等を用いてフレームワークを製作します。

5 治療計画・術前準備

注意
アバットメントスクリューのヘッド径は、NP：2.0mm、RP：2.3mm、WP：2.5mm です。フレームワークの製作時には、各プラットフォー
ム用のスクリューヘッド径を考慮し、アクセスホールを形成してください。

6 一次手術ステップ 2

フレームワークの接着通法に従い、洗浄したフレームワークをチタンベースアバットメントポスト部に接着してください。

7 軟組織のマネジメント
8CAD/CAM 技工によるカスタムアバットメント

9 関連情報86

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

9. オーバーデンチャー

2 適応症／禁忌症

1

オーバーデンチャーについて顎堤に著しい吸収がある場合、インプラント体支持型のオーバーデンチャーを応用すれば、義歯を安定させることができます。オーバー

3 インプラントの埋入位置

デンチャーにおいては、無歯顎等の症例において、セメント固定式やスクリュー固定式のブリッジに比べて埋入本数を少なくすることができ、臼歯部へのインプラント体の埋入が困難な症例等にも効果的です。

FINESIA ではインプラント体支持のオーバーデンチャーに用いられるアタッチメントの種類として、①バーアタッチメント、②ボール
アタッチメント、③ LOCATOR アタッチメントで対応することができます。
①バーアタッチメント
インプラント支持のオーバーデンチャーではインプラント体と粘膜に荷重を分散するバーアタッチメント（緩圧型）を使用することが4 診査・診断できます。バーアタッチメントは、インプラント体間の連結効果や義歯の動揺や回転に対する抵抗力が高いアタッチメントです。
しかしバーアタッチメントは、顎堤粘膜より上方に設定され、デンチャーの内面にスリーブを設定するため、バーとデンチャーの内面までの距離がある程度必要になります。そのためクリアランスの確保が難しい症例では使用が困難です。
②ボールアタッチメント

5 治療計画・術前準備

ボールアタッチメントは可撤性のアタッチメントで、ボールアバットメントに関して、金属製のハウジング型フィメールで構成されます。維持力はバネ構造を有するフィメールとアバットメントのボール部が嵌合することにより維持されます。
なるべく平行にインプラント体が埋入されていることが望まれますが、インプラント体間の角度が 40 以内で設置できれば、義歯の回転は許容されます。しかし、大きくインプラント体を傾斜して埋入しないといけない症例においては、バーアタッチメント等を使用します。
③ LOCATOR アタッチメント

6 一次手術LOCATOR アタッチメントは可撤性のアタッチメントで、リプレイスメントメールの弾性により維持される患者可撤式のアタッチメン
トです。
なるべく平行にインプラント体が埋入されていることが望まれますが、インプラント体間の角度が 40 以内であれば設置可能で、アタッチメントの高さが低いため垂直的クリアランスが不足する場合に有効です。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

87® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

2スプリントアバットメント◆適応

3 インプラントの埋入位置●スクリュー固定式上部構造（単独歯または複数歯）の製作

スプリントアバットメント●オーバーデンチャーの製作◆材質

4 診査・診断●スプリントアバットメント

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●スプリントヒーリングキャップ

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●テンポラリーシリンダー

チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

●ゴールドシリンダー

金合金（Ceramicor：CENDRES+METAUX 社製）

角度 17

角度 30

ゴールドシリンダー

◆選択基準
●単独植立
●連結植立

5 治療計画・術前準備※ 連結の症例では、スプリントアバットメントの使用が推奨されます。
◆締結トルク・締結方法●スプリントアバットメント

ストレート●スプリントアバットメント

アングル

ST

30N·cmR

20N·cm●ゴールドシリンダー / テンポラリーシリンダー

20N·cm●スプリントヒーリングキャップ

マニュアル（手締め）

6 一次手術◆使用ドライバー

テンポラリーシリンダー

7 軟組織のマネジメント●スプリントアバットメントストレート

スプリントアバットメント用ドライバー●スプリントアバットメントアングル

フレックスドライバー CH●スプリントヒーリングキャップ

フレックスドライバー CH ＋ CH アダプタ

●テンポラリーシリンダー

フレックスドライバー CH●ゴールドシリンダー

フレックスドライバー CH

ST

R

◆滅菌状態

8 上部構造パーツの口腔内装着について●スプリントアバットメント

滅菌済●スプリントヒーリングキャップ／コールドシリンダー／テンポラリーシリンダー

未滅菌※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

9 オーバーデンチャー

88

スプリントヒーリングキャップ

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントの基本術式
一次手術

3 インプラントの埋入位置

・インプラント埋入・カバースクリューまたはヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

4 診査・診断

スプリントアバットメントの装着（二次手術）
・スプリントアバットメント装着
締結トルク30N·cmアングル

20N·cm

5 治療計画・術前準備

ストレート
使用ドライバーストレートタイプ

スプリントアバットメント用ドライバー

アングルタイプ

フレックスドライバー CH

暫間補綴
6 一次手術・プロビジョナルレストレーション（テンポラリーシリンダー装着）
締結トルク20N·cm
使用ドライバー

7 軟組織のマネジメント

フレックスドライバー CH

最終補綴
・最終補綴装着

8 上部構造パーツの口腔内装着について

締結トルク

20N·cm
使用ドライバーフレックスドライバー CH

9 オーバーデンチャー

89® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

スプリントアバットメントのサイズバリエーション●ストレートタイプ（単位：mm）

3 インプラントの埋入位置対応
インプラント径
（φ）

プラット
フォーム

製品図

直径
（W）

カフ高さ
（H）

1.0
2.0
RP

3.7/4.2

3.0
4.0
5.0

H

4.8

1.0
2.0

W

WP

4.7/5.2

3.0

4 診査・診断4.0
5.0●アングルタイプ（単位：mm）
プラット
フォーム

5 治療計画・術前準備

製品図

対応
インプラント径
（φ）

カフ高さ
（H）

直径
（W）

角度
（θ）

2.5
W

3.5

W

RP

3.7/4.2

3.5

H

H

17

4.5
4.5

30

4.8

θ

θ

6 一次手術角度 17°

173.5

角度 30°

WP

30

4.7/5.2

17

4.5

7 軟組織のマネジメント

テンポラリーシリンダーの
サイズバリエーション（単位：mm）
長さ
（H）

製品図

サイズバリエーション

直径
（W）

長さ
（H）

製品図

直径
（W）

8 上部構造パーツの口腔内装着について

W

ST

R

サイズバリエーション
製品図（単位：mm）
高さ
（H）

直径
（W）

4.3

5.3

W

14.5

4.8

W

9 オーバーデンチャー

90（単位：mm）

H

12.0

R

スプリントヒーリングキャップのゴールドシリンダーの

H

ST

30

4.8

H

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

バーアタッチメント型オーバーデンチャーの製作方法
ステップ 1

作業模型の製作

3 インプラントの埋入位置

・ スプリントアバットメント用アナログでアナログ模型を製作します。バーアタッチメ
ントの場合は必ずトランスファーコーピング R を使用し、連結歯用のオープントレー
印象法による印象採得が推奨されます。
クローズドトレー印象法の場合は分割をして、口腔内にて試適をして固定することが必要です。

4 診査・診断ステップ 2人工歯の排列5 治療計画・術前準備

・ 人工歯を排列します。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント

・ シリコン印象採得します。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

91® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 3

バーアタッチメントのワックスアップ

・ アナログの上にゴールドシリンダーを装着し、スクリュードライバーを使用してラボ
スクリューを締結します。ゴールドシリンダーは R タイプを使用します。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断・ 排列状況を印象採得したコア印象に人工歯を設定し、デンチャースペースを考慮し、ゴールドシリンダーのスリーブ部に適切な高さに印をつけ、必要に応じてスリーブ部を削合調整します。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術・ バーフレームを設置します。

テクニカルポイント
7 軟組織のマネジメント

・前歯部のバー構造は歯槽堤の 2 等分正中線に対して垂直に設定します。
・基本的には、バーは咬合平面に対して水平になるように設定してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について・ 印象採得されたコア印象に人工歯を設定し、バーフレームのデンチャースペースを確認します。

9 オーバーデンチャー

92

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

・ バーアタッチメントをワックスアップします。

3 インプラントの埋入位置

ステップ 4

スプルーイング／埋没4 診査・診断・ ワックスアップされた上部構造体にスプルーイングを行います。

5 治療計画・術前準備

・ ワックスアップされた上部構造体を十分に洗浄し、その後埋没します。
6 一次手術アルコールで湿らせた綿球或いはブラシ等で清掃し、ワックス片等がないように確認してください。

7 軟組織のマネジメント

鋳造

8 上部構造パーツの口腔内装着についてステップ 5・ 一般的な方法でフレームワークを鋳造し、埋没材を除去します。

9 オーバーデンチャー

93® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 6

形態修正／研磨・ 作業模型上で適合調整を行い、研磨を行いバーアタッチメントを製作します。

3 インプラントの埋入位置

テクニカルポイント
ワンスクリューテスト（ One Screw Test ）を行い、上部構造とアナログに浮き上がりがある場合は、フレームを切断し再度ロウ着等により連結します。

4 診査・診断ステップ 7
5 治療計画・術前準備

バークリップの装着

・ 使用されたバーアタッチメントシステムのマニュアルに従い、バークリップ（維持機構）をデンチャー内面に装着します。

6 一次手術
7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について

・ 完成したバーアタッチメント式オーバーデンチャーです。

9 オーバーデンチャー

94

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

3

ボールアバットメント◆適応※ダルボプラス（CENDRES+METAUX 社製

ボールアバットメント
3 インプラントの埋入位置●ボールアタッチメント式のオーバーデンチャーの製作
製造販売元：大信貿易株式会社）と組み合わせて使用できます。
◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）

4 診査・診断◆選択基準● BL インプラント RP のφ 3.7 ｍｍまたはφ 4.2 ｍｍ、WP の
φ 4.7mm またはφ 5.2mm を使用する場合

5 治療計画・術前準備●インプラント体が顎堤に 2 本以上植立されている場合（インプラント体の植立本数は、患者の年齢や状況により、設定してください）◆締結トルク
● 30N·cm◆使用ドライバー

6 一次手術●ボールアバットメントドライバー
◆滅菌状態
●未滅菌

7 軟組織のマネジメント※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌をしてからインプラント体に装着してください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

95® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ボールアバットメントの基本術式
一次手術／二次手術
・インプラント埋入

3 インプラントの埋入位置

・カバースクリューまたはカスタムヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー
ヘキサロビューラドライバー SH

4 診査・診断

最終補綴・アバットメント／最終補綴装着
締結トルク30N·cm
使用ドライバー

5 治療計画・術前準備

ボールアバットメントドライバー＊ ボールアバットメントは二次手術に装着します。

ボールアバットメントのサイズバリエーション
製品図

プラット
フォーム

対応
インプラント径

RP3.7/4.2（単位：mm）
カフ高さ（ GH ）

6 一次手術

1.0
3.0
5.0

GH

1.0
WP

4.7/5.2

3.0

7 軟組織のマネジメント

5.0

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

96

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ボールアタッチメント型オーバーデンチャーの製作方法
ステップ 1

作業模型の製作

3 インプラントの埋入位置

・ボールアバットメントの印象採得を行い、アナログを印象面にはめ込み、超硬石膏で作業模型を製作します。

4 診査・診断ステップ 2

ハウジングの設定

・即時重合レジンがダルボプラスのハウジング内部に流れ込むのを防ぐために、ブロッ5 治療計画・術前準備

クアウトします。
※ダルボプラスの操作方法の詳細についてはダルボプラス取扱説明書を参照してください。

6 一次手術

テクニカルポイント
ボールアバットメントアナログにデュプリケーションエイドを設置し、複印象を採得し、複模型を製作します。その複模型上で、デンチャーを重合することによ

7 軟組織のマネジメント

り、デンチャー内面に目安としてダルボプラスのハウジングの位置関係を印記することができます。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

97® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

・即時重合レジンを使用し、デンチャーの内面にダルボプラスのハウジングを固定します。

3 インプラントの埋入位置
4 診査・診断・デンチャー内面に固定されたハウジングに、スクリュードライバー/アクチベーターを使用しラメラテンションインサートを設置します。

5 治療計画・術前準備
6 一次手術・完成したボールアタッチメント式オーバーデンチャー。

7 軟組織のマネジメント
8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

98

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

テクニカルインフォメーション−ダルボプラス−

2 適応症／禁忌症

ダルボプラスについて
ボールアタッチメント式のオーバーデンチャーを製作する場合、ダルボプラスシステムと組み合わせて使用します。
ダルボプラスシステムは、Dr.ダラ・ボナによる原理を基に、新たにCENDRES＋METAUX社により開発されたアンカーアタッチメン
トです。約40年の歴史があり、多くの臨床に使用されています。

3 インプラントの埋入位置

フィメールに内蔵される3種類のラメラテンションインサートにより、維持力の調整と長期に亘るフォローアップが可能となります。
また、これらのフィメールパーツはインプラント補綴に対しても有効で、2.25mmの直径を持つFINESIAボールアバットメントに使用することができます。

ダルボプラスの基本構成パーツ
ラメラテンションインサート（エリトア製）

スクリュードライバー / アクチベーター

4 診査・診断ダルボプラスベーシックフィメール

5 治療計画・術前準備

ダルボプラスのフィメール内部にあるラメラテンションインサートを回転させることによって、維持力の調整が可能です。このことによって、より適切にインプラント支持のフルデンチャーを使用することができます。フィメールはダルボプラスベーシックとダルボプ
ラスエリプティックが用意されています。
またラメラテンションインサート維持力の調節は、ダルボプラスフィメール用のスクリュードライバー/アクチベーターを使用してく

6 一次手術ださい。

7 軟組織のマネジメント

ラメラテンションインサートのハウジングへの取り付けについて
ラメラテンションインサートがハウジングよりはみ出さないように注意してください。維持力が低下する可能性があります。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

99® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ダルボプラスの維持力の調節について
ラメラテンションインサートの最大の保持力は約1,200gです。出荷時には約200gに設定されています。アクチベーターを使用してラメラテンションインサートを開閉させることによって維持力の調整ができます。
最も高い維持力は時計周りに１回転することで得られます。目安として１/４回転で200gずつ維持力を増加させることができます。

3 インプラントの埋入位置

口腔内のボール部が摩耗してきた場合には、調整用のラメラテンションインサート（チューニングソフトorチューニング）に変えます。これにより、維持力の適正範囲としてボール部の直径が、φ2.15〜2.27の限界範囲で使用することができます。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備
6 一次手術Standard

Tuning soft

Tuning

7 軟組織のマネジメント

Optimal range of action

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

100

Maximal range of action［資料提供：大信貿易株式会社］

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

4

LOCATOR アバットメント
LOCATOR アバットメント◆適応症● LOCATOR アタッチメント式のオーバーデンチャーの製作

3 インプラントの埋入位置◆材質●チタン合金（Ti-6Al-4V ELI）
◆選択基準
● BL インプラント RP のφ 3.7mm またはφ 4.2mm、WP のφ 4.7mm またはφ 5.2mm を使用する場合●インプラント体が顎堤に 2 本以上植立されている場合

4 診査・診断（インプラント体の植立本数は、患者の年齢や状況を考慮して設定してください）◆締結トルク
● 30N・cm

5 治療計画・術前準備◆使用ドライバー● LOCATOR アバットメントドライバー（LOC AB DRIVER）
◆滅菌状態
●未滅菌

※未滅菌品は口腔内装着前に、必ず滅菌してからインプラント体に装着してください。

6 一次手術LOCATOR アバットメントの基本術式
一次手術 / 二次手術

7 軟組織のマネジメント

・ インプラント埋入・ カバースクリューまたはカスタムヒーリングアバットメント装着
締結方法マニュアル（手締め）使用ドライバー

ヘキサロビューラドライバー SH
8 上部構造パーツの口腔内装着について最終補綴

9 オーバーデンチャー

・ アバットメント / 最終補綴装着
締結トルク30N・cm

使用ドライバー

LOCATOR アバットメントドライバー

101® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

LOCATOR アバットメント（LOC AB）のサイズバリエーション
製品図

プラットフォーム

対応インプラント径（単位：mm）
直径（φ）

カフ高さ（GH)

2.0
3 インプラントの埋入位置

3.0
RP

3.7/4.2

4.1

4.0
5.0

カフの高さ（GH）

6.0
2.0
3.0

4 診査・診断

直径
（φ）

WP

4.7/5.2

4.1

4.0
5.0
6.0

5 治療計画・術前準備

LOCATOR アバットメントの装着
ステップ 1

LOCATOR アバットメントの選択

・プローブ等で歯肉の厚みを計測し、アバットメントのカフ高さを選択します。
アバットメントの上部 1.5mm が歯肉縁上にでるようにアバットメントのカ

6 一次手術フ高さを選択します。

ステップ 2

LOCATOR アバットメントの装着

7 軟組織のマネジメント

・LOCATOR アバットメントを洗浄、滅菌し、LOCATOR コアツール（LOC

1.5mm

1.5mm

LOCATOR GE ドライバー

LOCATOR ホールドスリーブ

CORE TOOL）に内蔵されている LOCATOR GE ドライバーと LOCATOR
ホールドスリーブ（LOC HOLD SLEEVE）を用いて口腔内のインプラント体に仮締めします。（LOCATOR コアツールの構成は 106 ページ参照）
・LOCATOR アバットメントは、下顎ではインプラント埋入の 3 ヵ月以上、上8 上部構造パーツの口腔内装着について

顎では 6 ヵ月以上経過後を目安に、軟組織及び骨の治癒を確認した後に設置してください。
ステップ 3

・LOCATOR アバットメントドライバ−で LOCATOR アバットメントを締結

9 オーバーデンチャー

します。

102

LOCATOR アバットメントの締結

LOCATOR アバットメントドライバー

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム

LOCATOR アバットメントの傾斜角度の確認

2 適応症／禁忌症

ステップ 4

ZEST ANCHORS INC. 800-262-2310

・LOCATOR アバットメントに LOCATOR パラレルポスト（LOC PAL POST）を装着し、LOCATOR アングルメジャーガイド（LOC AN MES GUIDE）を

25 20 15 10 0 10 15 20 25

3 インプラントの埋入位置用いて、インプラント体の傾斜角度とインプラント体間の開き角度を測定します。この後の手技によって、適切な LOCATOR リプレイスメントメール（LOC MALE）の色を選択する事が可能になります。

注意
LOCATOR パラレルポストは再使用しないでください。

ステップ 1

LOCATOR 印象コーピング

4 診査・診断

LOCATOR アバットメントの印象採得

LOCATOR 印象コーピング（LOC IMP CAP）の装着

・LOCATOR ブロックアウトスペーサーを装着した LOCATOR アバットメン

注意
LOCATOR 印象コーピングは再使用しないでください。

LOCATOR フィメールアナログ

LOCATOR フィメールアナログ（LOC ANALOG）の設置

6 一次手術ステップ 25 治療計画・術前準備

トに LOCATOR 印象コーピングを装着し、印象採得を行います。

・印象採得された LOCATOR 印象コーピングに LOCATOR フィメールアナロ
グをしっかり装着し、超硬石膏を印象面に注入します。

7 軟組織のマネジメント

LOCATOR アタッチメント型オーバーデンチャーの製作方法
ステップ 1

作業用模型の製作

・印象面に LOCATOR フィメールアナログをはめ込み、模型を製作します。

8 上部構造パーツの口腔内装着についてステップ 2

デンチャーの製作

・作業用模型に人工歯配列を行います。
・ 義歯内面には LOCATOR デンチャーキャップ（LOC DENTURE CAP）が納
まるスペースを付与してください。

9 オーバーデンチャー

義歯作製の際、各アナログに LOCATOR プロセッシングスペーサー（LOC

PR SPACER）を装着してからレジンの填入を行うと、完成義歯の内面にLOCATOR デンチャーキャップが納まるスペースを確保できます。
・義歯に取り込まれた LOCATOR プロセッシングスペーサーは、LOCATOR
コアツールの LOCATOR メールリムーバルで外すことができます。
（詳細は 106 〜 107 ページを参照）

103® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

・デンチャーを重合し、研磨を行います。

3 インプラントの埋入位置

ステップ 3

LOCATOR デンチャーキャップの装着

・LOCATOR ブラックプロセッシングリプレイスメントメール（LOC BLK PR

MALE）が装着されている LOCATOR デンチャーキャップを LOCATOR フィ

4 診査・診断

メールアナログに装着します。その後 LOCATOR デンチャーキャップ表面にボンディング処理を施します。そして、LOCATOR デンチャーキャップの設
定部位にレジンを充填し、過度な圧力を加えずに重合します。
重合後、余剰レジンを調整し、不足分は充填します。

5 治療計画・術前準備

テクニカルポイント
・ LOCATOR デンチャーキャップを LOCATOR フィメールアナログに装着します（直接技法の場合は、LOCATOR アバットメントに装着）。
義歯に LOCATOR デンチャーキャップを装着する場合には、 LOCATOR ブラックプロセッシングリプレイスメントメールを使用してください。

6 一次手術LOCATOR デンチャーキャップに義歯が接触しないようにデンチャー内面を削合調整します。その後、口蓋測または舌側からホールを形成し、レジンを適応し LOCATOR デンチャーキャップを義歯内面に固定します。

7 軟組織のマネジメント

注意
粘膜面よりレジン適応すると、余剰レジンによって、咬合高径の誤差が生じる可能性と、アンダーカッ
トが存在する場合に義歯の着脱が困難になる可能性がありますのでご注意ください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

104

・完成した LOCATOR アタッチメント式オーバーデンチャーです。

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

ステップ 4

LOCATOR リプレイスメントメールの装着

・ LOCATOR コアツールを使用し、LOCATOR ブラックプロセッシングリプレ
イスメントメールおよび LOCATOR ブロックアウトスペーサー（LOC BO

3 インプラントの埋入位置

SPACER）も取り外します。

・LOCATOR コアツールのメールインサート部を使用し、LOCATOR デン
チャーキャップ内に LOCATOR リプレイスメントメールを装着します。

4 診査・診断度）を計測します。

・ インプラントの平行性を確認後、維持力を考慮し、 LOCATOR
リプレイスメントメールを選択します。必ず維持力が一番弱い

LOCATOR リプレイスメントメールから確認してください。

5 治療計画・術前準備

テクニカルポイント

・ LOCATOR アングルメジャーガイドでインプラントの平行性（角ZEST ANCHORS INC. 800-262-2310

25 20 15 10 0 10 15 20 25

LOCATOR

維持力（目安）

0kg (0lbs)
0.45kg (1lbs)
0.91kg (2lbs)
1.82kg (4lbs)
0.68kg (1.5lbs)
1.36kg (3lbs)
2.27kg (5lbs)

義歯の着脱方向に対する
インプラントの傾斜

10 〜 20
10 〜 20
10 〜 20
0 〜 100 〜 100 〜 106 一次手術リプレイスメントメールの色
グレー
レッド
オレンジ
グリーン
ブルー
ピンク
クリア

7 軟組織のマネジメント

・完成したデンチャーを装着し、咬合の確認を行います。

8 上部構造パーツの口腔内装着について
9 オーバーデンチャー

105® Implant System

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

既存義歯に LOCATOR アタッチメントを装着する方法

LOCATOR デンチャーキャップの装着
・LOCATOR アバットメントに LOCATOR デンチャーキャップを取り付けま3 インプラントの埋入位置す。余剰レジンが周囲のアンダーカットへ入り込む場合は、キャップ下にレジンが入り込まないように、LOCATOR ブロックアウトスペーサー（LOC

BO SPACER）を 2 枚以上使用してください。
・既存義歯上の LOCATOR デンチャーキャップがあたる部分を削合します。その後、義歯を口腔内に戻し、適合を確認します。

4 診査・診断
5 治療計画・術前準備

・LOCATOR デンチャーキャップ表面にボンディング処理を施します。そして、LOCATOR デンチャーキャップの設定部位にレジンを充填し、過度な圧力を加えずに重合します。
重 合 後、 余 剰 レ ジ ン を 調 整 し、 不 足 分 は 充 填 し ま す。 レ ジ ン が 重 合 し、

6 一次手術LOCATOR デンチャーキャップが義歯床に埋め込まれた後、余剰なレジンを取り除き、研磨を行います。
注意
LOCATOR デンチャーキャップの内部を保護し、摩耗を防ぐため、

7 軟組織のマネジメント

LOCATOR アバットメントと LOCATOR デンチャーキャップが接触しないようにしてください。

※ LOCATOR リプレイスメントメールの装着方法については、105 ページ
をご確認ください。

LOCATOR コアツールについて

8 上部構造パーツの口腔内装着について

LOCATOR コアツールは、4 種類のパーツで構成された LOCATOR アタッチ
メント用のインスツルメントです。
① LOCATOR メールリムーバブル②メールシーティングツール③ LOCATOR GE ドライバー④ LOCATOR ホールドスリーブ

9 オーバーデンチャー

・LOCATOR メールリムーバブルは、LOCATOR デンチャーキャップからLOCATOR リプレイスメントメールを取り出す際に使用します。LOCATOR
メールリムーバブルを 2 回転し、先端から内蔵されているピンが隠れるようにゆるめます。LOCATOR メールリムーバブルとメールシーティングツールの連結部分に隙間ができるように使用します。

106

1

2

隙間

3

4

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

1 インプラントシステム
2 適応症／禁忌症

・LOCATOR リプレイスメントメールが装着された LOCATOR デンチャー
キャップに LOCATOR メールリムーバブル部をまっすぐ差し込みます。尖った先端を、LOCATOR リプレイスメールに引っ掛けて、LOCATOR デンチャー
キャップから外します。

3 インプラントの埋入位置

・LOCATOR メールリムーバブルとメールシーティングツールの連結部分に隙間がなくなるまで時計回りに回転して、LOCATOR リプレイスメントメール
を取り外します。
メールインサート部の先端から、芯が押し出され、LOCATOR リプレイスメ
ントメールが外れます。

4 診査・診断・メールシーティングツールは、LOCATOR デンチャーキャップに LOCATOR
リプレイスメントメールを装着する際に使用します。LOCATOR リプレイス
メントメールを LOCATOR デンチャーキャップにカチッと音がするまで押し付け装着します。

5 治療計画・術前準備

注意

LOCATOR デンチャーキャップに LOCATOR リプレイスメントメールを装着する際は、必ずメールシーティングツールを使用してください。

LOCATOR メールリムーバブルを使用して装着すると、尖った先端によって LOCATOR リプレイスメントメールが破損する恐れがあります。
・LOCATOR ホールドスリーブを使用すると、口腔内に脱落しないようアバッ

6 一次手術トメントを保持しながらインプラント体に装着することができます。

LOCATOR ホールドスリーブは高圧蒸気滅菌が可能です。
滅菌条件例

保持温度及び保持時間は右表の条件で行ってください。

保持温度

保持時間
15 分間
10 分間

7 軟組織のマネジメント

121 〜 124℃
126 〜 129℃

その他注意事項

1. 製品の強度が低下し、術後に破損する恐れがあるため、インプラントを変形させたり切削したりするなどの改造は行わないでください。

8 上部構造パーツの口腔内装着について

2. 製品の貯蔵・保管にあたっては高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。落としたり、唾液などで汚染させたりしたインプ
ラントは、感染の恐れがあるため絶対に使用せず、廃棄してください。

3. アバットメントの締結や専用器具を操作する際、患者が誤飲しないように注意してください。
4. アバットメントに過大な力が加わった場合、変形・破損する恐れがあるので注意してください。
5. アバットメントの開封前に、外観確認を行い、パッケージの損傷が確認された場合は、そのアバットメントは使用しないでください。
6. インプラント体に傷をつける恐れがあるため、専用器具以外の器具は使用しないでください。

9 オーバーデンチャー

7. LOCATOR リプレイスメントメールが繰り返し脱着により摩耗した際は、交換してください。
8. LOCATOR ブロックアウトスペーサー、LOCATOR リプレイスメントメール、LOCATOR デンチャーキャップ（LOCATOR ブラッ
クプロセッシングリプレイスメントメールを含む）は口腔内へ適用する前に必ず洗浄し、必要に応じて消毒してください。その際、使用する洗浄液や消毒液メーカーのマニュアル等に従ってください。

9. LOCATOR パラレルポスト（LOC PAL POST）、LOCATOR 印象コーピングは口腔内へ適用する前に必ず洗浄・消毒してください。
その際、使用する洗浄液や消毒液メーカーのマニュアル等に従ってください。

107® Implant System

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。
販売名

分類

一般的名称

承認 / 届出番号

クラス分類

FINESIA BL フィクスチャー BE

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

30400BZX00158000

Ⅲ

FINESIA BL フィクスチャー ファイナタイト

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

22800BZX00035000

Ⅲ

ＦＩＮＥＳＩＡ

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

22800BZX00036000

Ⅲ

FINESIA BL チタンベースアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

22900BZX00097000

Ⅲ

FINESIA BL ロケーターアバットメント

高度管理医療機器

歯科用インプラントアバットメント

23000BZX00355000

Ⅲ

FINESIA インプラント用手術器具

一般医療機器

歯科用インプラント手術器具

26B1X10012101122

Ⅰ

FINESIA 技工用器具

一般医療機器

歯科インプラント技工用器材

26B1X10012102114

Ⅰ

FINESIA 印象採得用器具

一般医療機器

歯科インプラント技工用器材

26B1X10012102115

Ⅰ

歯科用トルクレンチ

一般医療機器

手術用レンチ

26B1X10012108103

Ⅰ

KM- ロケーターアタッチメント

管理医療機器

歯科用精密弾性アタッチメント

231ADBZX00021000

Ⅱ

KM- ロケーターツール

一般医療機器

歯科用インプラント補綴用器具

26B1X10012110101

Ⅰ

ＢＬアバットメント

製造販売元：京セラ株式会社
オステオンデジタルジャパン株式会社

108

BL IMPLANT PROSTHETIC PROCEDURE

事業所

名古屋市中区丸の内3丁目20-17 KDX桜通ビル8F 〒460-0002

Tel: 03-5782-7018 Fax: 03-5782-8518（注）名古屋営業所の移転に伴い、デンタル営業部のご連絡先窓口は東京事業所となりました。

www.ﬁnesia.world※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。

「FINESIA」は京セラ株式会社の登録商標です。
当マニュアルに記載の情報は2023年3月時点のものです。

2023

当マニュアルについては、無断で複製、転載することを禁じます。

2023K D-179-2