Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Straight type

術 式 チャート

Surgical Guide System

Straight type
術式チャートの見方

6mm

ＢＬ４２−Ｈ９ＳＴ４２−ＸＳ

ＳＴ４２−ＸＳ

骨質が硬い場合ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42 2個

骨内長骨部

インプラントトルクレンチモーターによる埋入 による埋入ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

４２−Ｈ９

歯肉部

ＰＲＥ４２−Ｈ９４２（例）サージカルガイドステント高さ９mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長6mm、Straight typeの場合

3.55.56

商品名 SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRL

マーキング表示内容

4242

DRL42-SH9PRE42-H942-SH942-H9942-SH9-N
SD42-H9-N

SGステップドリル、SGファイナルドリルSTの記載寸法は、ドリルに対応するインプラント長です。

66666

SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL- I DRIVER SGBL- I DRIVER
42-WH942-ST-XS
42-ST-XS
42-ST-S
42-SH9ST42-XS
ST42-XS
42/ST
BL42-H9トルクレンチによインプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-SH＊タイプを、る埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-WH＊タイプを選択することができます。

ドリ ル 先 端 仕 様SGステップドリル、SGファイナルドリルSTのドリルの刃長は、インプラント体よりも下記のように長く設定されています。
SGステップドリル
φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm

SGファイナルドリルST0.2mm長い

φ3.7mm φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm

0.2mm

0.2mm

10.2mm長い

サージカルガイドステント高さ9mm

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Straight type2

術 式 チャート

9mm

Surgical Guide System

Straight type

3.5

骨内長

マーキング表示内容

ＳＴ３７−ＸＳ※

骨質が硬い場合ＳＴ

SurgicalGuide Stent
96mm
商品名

ＳＴ３７−ＸＳ

３７−Ｈ９ＰＲＥ３７−Ｈ９３７

インプラント径

φ3.7mmＢＬ３７−Ｈ９

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SG-T PUNCH
3737

SG-PREPILOTDRL37-SH9PRE37-H95.5
SG-PILOTDRL
37-SH937-H9666

SG-FINALDRL
37-ST-XS
ST37-XS

SG-T FORMER
37-ST-XS
ST37-XS

SG-ANCHOR
37-ST-S
37/ST

66

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
37-WH937-SH9BL37-H9単位 :mm

3.55.5骨内長

商品名

ＳＴ４２−ＸＳ

ＳＴ４２−ＸＳ※

骨質が硬い場合ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42 2個6mm
マーキング表示内容

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

４２−Ｈ９ＰＲＥ４２−Ｈ９４２

インプラント径φ4.2mmＢＬ４２−Ｈ９※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-SH9 タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-WH9 タイプを選択することができます。

SG-T PUNCH
4242

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL42-SH942-SH9
PRE42-H942-H9966

SG-STEPDRL
42-SH9-N
SD42-H9-N

SG-FINALDRL
42-ST-XS
ST42-XS

6666

SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-WH942-ST-XS
42-ST-S
42-SH9ST42-XS
42/ST
BL42-H9
単位 :mm

3.55.5

骨内長

商品名

ＳＴ４７−ＸＳ

ＳＴ４７−ＸＳ※

骨質が硬い場合ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING47 2個6mm
マーキング表示内容

ＳＤ４７−Ｈ９−Ｎ４７−Ｈ９ＰＲＥ４７−Ｈ９

φ4.7mm４７

インプラント径

ＢＬ４７−Ｈ９※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-SH9タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

SG-T PUNCH
4747

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL47-SH947-SH9PRE47-H947-H9966

SG-STEPDRL
47-SH9-N
SD47-H9-N

SG-FINALDRL47-ST-XS
ST47-XS

66SG-T FORMER SG-ANCHOR
47-ST-XS
47-ST-S
ST47-XS
47/ST66SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
47-SH947-WH9BL47-H9単位 :mm

ＳＴ

ＢＬ５２−Ｈ９ＳＴ５２−ＸＳ

ＳＴ５２−ＸＳ

ＳＤ５２−Ｈ９−１Ｎ

５２−Ｈ９3.5

骨内長

商品名

※

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING52 2個6mm
マーキング表示内容

ＰＲＥ５２−Ｈ９５２

インプラント径φ5.2mm

ＳＤ５２−Ｈ９−２Ｎ※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-SH9タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

SG-T PUNCH
52525.5966SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRLDRL52-SH952-SH952-SH9#1N
PRE52-H952-H9SD52-H9-1N

SG-STEPDRL
52-SH9#2N
SD52-H9-2N

66SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER
52-ST-XS
52-ST-XS
52-ST-S
52-SH9ST52-XS
ST52-XS
52/ST
BL52-H9SGBL-I DRIVER
52-WH9666

単位 :mm※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-SH9タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

311mm

サージカルガイドステント高さ

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Straight type4

術 式 チャート

11mm

Surgical Guide System

ＳＴ３７−ＳＳＴ３７−Ｓ

３７−Ｈ１１（Ｎ）

３７5.5

骨内長

商品名

※
ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING376mm
マーキング表示内容

骨質が硬い場合

ＢＬ３７−Ｈ１１

インプラント径

φ3.7mmStraight type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SG-T PUNCH
3737

SG-PILOTDRL
37-SH11-N
37-H11（N）

11

666

SG-FINALDRL
37-ST-S
ST37-S

SG-T FORMER
37-ST-S
ST37-S

SG-ANCHOR
37-ST-S
37/ST

66

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
37-SH1137-WH11
BL37-H11
単位 :mm

5.5

骨内長

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
4242

SG-PILOTDRL
42-SH11-N
42-H11（N）※

ＳＴ４２−Ｓ

ＳＴ４２−Ｓ

SG-STOPPER
RING42 2個6mm
商品名

ＳＤ４２−Ｈ１１−Ｎ

４２−Ｈ１１（Ｎ）

４２

インプラント径φ4.2mm

骨質が硬い場合

ＢＬ４２−Ｈ１１※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-SH11タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42

116666

SG-STEPDRL
42-SH11-N
SD42-H11-N

SG-FINALDRL
42-ST-S
ST42-S

SG-T FORMER
42-ST-S
ST42-S

SG-ANCHOR
42-ST-S
42/ST

66

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-SH1142-WH11BL42-H11
単位 :mm5.5

骨内長

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
4747

SG-PILOTDRL
47-SH11-N47-H11（N）※

ＳＴ４７−Ｓ

ＳＴ４７−Ｓ

SG-STOPPER
RING47 2個6mm
商品名

ＳＤ４７−Ｈ１１−Ｎ

４７−Ｈ１１（Ｎ）

φ4.7mm４７

インプラント径

骨質が硬い場合

ＢＬ４７−Ｈ１１※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-SH11タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING47

116666

SG-STEPDRL
47-SH11-N
SD47-H11-N

SG-FINALDRL
47-ST-S
ST47-S

SG-T FORMER
47-ST-S
ST47-S

SG-ANCHOR
47-ST-S47/ST

66

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
47-SH1147-WH11BL47-H11

単位 :mm5.5

骨内長マーキング表示内容

SG-T PUNCH
5252

ＢＬ５２−Ｈ１１

ＳＴ５２−Ｓ

ＳＴ５２−Ｓ

SG-STOPPER
RING52 2個6mm
商品名５２−Ｈ１１（Ｎ）

５２

インプラント径φ5.2mm

ＳＤ５２−Ｈ１１−２ＮＳＤ５２−Ｈ１１−１Ｎ※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-SH11タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

ＳＴ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING52

66

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH11-N
52-SH11#1N
52-H11（N） SD52-H11-1N

SG-STEPDRL
52-SH11#2N
SD52-H11-2N

6116

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-ST-S
52-ST-S
ST52-S
ST52-S

666

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
52-ST-S52-SH1152-WH1152/ST
BL52-H11

単位 :mm※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-SH11タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

513mm

サージカルガイドステント高さ

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Straight type

6術 式 チャート

13mmSurgical Guide System

Straight type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

インプラント径※

ＳＴ３７−Ｓ

３７−Ｈ１３（Ｎ）

３７

ＳＴ３７−Ｓ

骨質が硬い場合

φ3.7mmＢＬ３７−Ｈ１３

インプラント径

SurgicalGuide Stent

ＳＴ136mm
骨内長5.5
商品名

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
3737

SG-PILOTDRL
37-SH13-N
37-H13（N）

666

SG-FINALDRL
37-ST-S
ST37-S

SG-T FORMER
37-ST-S
ST37-S

SG-ANCHOR
37-ST-S37/ST

66SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
37-WH1337-SH13
BL37-H13
単位 :mm

骨内長5.5
商品名

ＳＴ４２−Ｓ

SurgicalGuide Stent

ＳＴ

SG-STOPPER
RING42 2個6mm

マーキング表示内容※

骨質が硬い場合
ＳＴ４２−Ｓ

４２−Ｈ１３（Ｎ）

４２

ＳＤ４２−Ｈ１３−Ｎ

インプラント径φ4.2mmＢＬ４２−Ｈ１３※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

SG-T PUNCH
4242

SG-PILOTDRL
42-SH13-N
42-H13（N）

136666

SG-STEPDRL
42-SH13-N
SD42-H13-N

SG-FINALDRL
42-ST-S
ST42-S

SG-T FORMER
42-ST-S
ST42-S

SG-ANCHOR
42-ST-S
42/ST

66SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-SH1342-WH13BL42-H13

単位 :mm

骨内長5.5

マーキング表示内容

ＳＴ４７−Ｓ

SurgicalGuide Stent

ＳＴ

SG-STOPPER
RING47 2個6mm
商品名※

骨質が硬い場合
ＳＴ４７−Ｓ

４７−Ｈ１３（Ｎ）

４７

ＳＤ４７−Ｈ１３−Ｎ

インプラント径φ4.7mmＢＬ４７−Ｈ１３※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

SG-T PUNCH
4747

SG-PILOTDRL
47-SH13-N
47-H13（N）

136666

SG-STEPDRL
47-SH13-N
SD47-H13-N

SG-FINALDRL
47-ST-S
ST47-S

SG-T FORMER
47-ST-S
ST47-S

SG-ANCHOR
47-ST-S
47/ST

66

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
47-SH1347-WH13BL47-H13
単位 :mm

骨内長5.5
商品名

ＳＴ５２−ＳＳＴ５２−Ｓ※

SurgicalGuide Stent

ＳＴ

SG-STOPPER
RING52 2個6mm

マーキング表示内容

ＳＤ５２−Ｈ１３−２Ｎ

５２−Ｈ１３（Ｎ）

５２

ＳＤ５２−Ｈ１３−１Ｎ

インプラント径φ5.2mmＢＬ５２−Ｈ１３※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

SG-T PUNCH
52521366

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH13-N
52-SH13#1N
52-H13（N） SD52-H13-1N

SG-STEPDRL
52-SH13#2N
SD52-H13-2N

66

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-ST-S
52-ST-S
ST52-S
ST52-S

666

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
52-ST-S
52-SH1352-WH1352/ST
BL52-H13
単位 :mm※インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-SH13タイプを選択することができます。
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

7本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。
販売名

分類

一般的名称

承認 / 届出番号

クラス分類

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

30400BZX00158000

Ⅲ

FINESIAサージカルガイドシステム器具

一般医療機器

歯科用インプラント手術器具

26B1X10012101123

Ⅰ

歯科用トルクレンチ

一般医療機器

手術用レンチ

26B1X10012108103

Ⅰ

インプランター Neo Plus ※管理医療機器

電動式骨手術器械

223ALBZX00027A01

Ⅱ

インプランター Neo Plus2

管理医療機器

電動式骨手術器械

303ALBZX00014A01

Ⅱ

FINESIA BLフィクスチャー BE

製造販売元：京セラ株式会社
上記インプランター 2 種類の製造販売元は株式会社ナカニシです。
※販売終了製品です。

8〒108 -8316

www.ﬁnesia.world「FINESIA」「Relios」
は、京セラ株式会社の登録商標です。

Ⓒ 2024 KYOCERA Corporation
20240201K D-192-1

当術式マニュアルに記載の情報は2024年2月時点のものです。