Datasheet
EZ7000Part of the On -line Analyzers
Suite

www.applitek.com

オンライン COD 分析計
アプリケーション➢ 工場排水➢ 下水処理場

工場や各事業場における排水中有機汚濁の指標として、COD（Chemical Oxygen Demand、化学的酸素要求量） が使用されております。COD とはサンプル中の有機物が酸化される酸素量に等しいことから主に手分析により管理されてきました。
EZ7000 シリーズ COD オンライン計は、JIS K 0806『化学的酸素消費量（COD Mn）』に基づいており、排水中の有機汚濁物質を手分析や人の介在がなく真の COD を計測します。この優れた分析結果は、高品質の構成部品、優れた湿式化学技術に基づき製品化されたもので数多くの特徴を有しています。

2

EZ7000 On-line COD Analyzers

測定原理
分析の流れ
パラメータ

手順
STEP１

COD Cr
STEP２
STEP１
COD Mn
STEP２

説明
サンプルは分解槽に充填された後、ニクロム酸カリウム（K2Cr2O7）と硫酸（H2SO4）が加えられ、135℃で 15 分間加温し有機物を分解させます。
酸化分解後、硫酸アンモニウム鉄（Ⅱ）（モール塩）で滴定した時の酸素消費量を内蔵プログラムで演算し濃度が表示されます。
サンプルは分解槽に充填された後、過マンガン酸カリウム（KMnO４）と硫酸（H2SO4）、硫酸銀（AgNO3）が加えられ、90℃で 30 分間加温し有機物を分解させます。
シュウ酸ナトリウム（Na2C2 O４）が加えられ過マンガン酸カリウムで滴定した時の酸素消費量を内蔵プログラムで演算し濃度が表示されます。

特徴


高精度を実現するためのオートメーション機能が標準搭載しています。
既知濃度による自動バリデーション、自動洗浄、起動・停止時の自動プライミング、試薬残量検知



高安定化運転を実現するための装備が搭載されています。

ピンチバルブーサンプル切替用

チューブポンプーサンプル IN / ドレイン用
サンプル移送用



省スペース・軽量化を実現しました。
標準モデル H690×W465×D330mm、25kg



試薬は自主調合または純正品供給のいずれかから選択可能です。



多彩なサンプル前処理装置を提供します（オプション）。

寸法図

www.hach.com

EZ7000 on-line COD Analyzers

３仕様
サンプル
圧力
温度
懸濁物
測定
測定対象
測定レンジ

ポット（オプション）から無圧吸引
入口
出口
大気圧
10-30℃
最大40μm
水中のCOD
COD（Mn）法
COD（Cr）法

測定サイクル
サンプル量

検出限界
繰返し性
試薬
COD（Mn）法

COD（Cr）法

ユーティリティー本体
コントローラアナログ出力

COD（Mn）法
COD（Cr）法
COD（Mn）法
COD（Cr）法

0-20 mg/l
20-200 mg/l
5-100 mg/l
40-500 mg/l
40-500 mg/l
60-1000 mg/l
80-1500 mg/l
100-10000 mg/l
40 分以内（酸化時間30分）
130 分以内（酸化時間120分）
100ml
30ml

COD（Mn）5 mg/L 未満（0-20mg/L),
COD（Cr）20 mg/L 未満（40-500mg/L)
フルスケールの±5% 以内
試薬名容量
試薬消費量
しゅう酸ナトリウム溶液
5L≤ 7.5 L / 30 days（14日毎に交換推奨）
硫酸5L≤ 4.4 L / 30 days
硫酸銀溶液
2.5L
≤ 2.2 L / 30 days
過マンガン酸カリウム溶液 10L
測定レンジによる（14日毎に交換推奨）
ニクロム酸溶液
5L≤ 3 L / 30 days
硫酸5L
≤ 2 L / 30 days
モール塩
10L
測定レンジによる洗浄液
蒸留水(50L / 30 days, 客先ご準備品)
COD（Cr）法

冷却水< 5L/h

排気ダクト
計装ドライエアー

腐食ガス排気用
1bar, 2.8m3/h

5.7” カラーTFT液晶タッチパネル
最大８ ４－２０ｍA 負荷抵抗５００Ω
警報リレー（無電圧）
リレー出力
設定値リレー（無電圧）
デジタル出力(オプション)RS232, MODBUS TCP/IP, MODBUS-RS485
データ保存
測定データ１０００件（USB取出し可）
アクセス権限機能
有保護等級
躯体：IP55 コントローラ画面：IP65
躯体：ABS ドア：プレキシガラス
材質
壁取付け治具：亜鉛メッキ鋼
接液部
PE PP PFA Norprene®
外形寸法（H×W×D）
６８８×４６０×３１３.５（ｍｍ）
重量25kg
電源
AC 220V, 2A, 消費電力 150VA, オプション：AC110V仕様
周囲温度（運転時） +10 - 30 ℃ ± 4℃
周囲湿度（運転時） +5 - 95% 結露無き事
www.hach.com

4

EZ7000 on-line COD Analyzers

オーダーインフォメーション
EZ7000.99XXXXX, COD Cr, 5 – 100mg/L O2
EZ7001.99XXXXX, COD Cr, 40 – 500mg/L O2
EZ7002.99XXXXX, COD Cr, 60 – 1,000mg/L O2
EZ7003.99XXXXX, COD Cr, 80 – 1,500mg/L O2
EZ7004.99XXXXX, COD Cr, 100 – 10,000mg/L O2
EZ7050.99XXXXX, COD Mn, 0 – 20mg/L O2
EZ7051.99XXXXX, COD Mn, 20 – 200mg/L O2

EZ70XX.99

X

X

X

X

X

希釈倍率
標準レンジ

0カスタマイズZ
電源

AC220V 50HzA

AC110V 60Hz

B

カスタマイズ

Z

オプション１．流路数
1流路

12流路

23流路

34流路

45流路

56流路

67流路

78流路

8

オプション２．4 – 20mA 出力数
1x mA

12x mA

23x mA

34x mA

45x mA

56x mA

67x mA

78x mA

8RS232

AModbus TCP/IP

B

Modbus RS485

C

1x mA + Modbus RS485

E

2x mA + Modbus RS485

F

3x mA + Modbus RS485

G

4x mA + Modbus RS485

H

1x mA + Modbus TCP/IP

I

2x mA + Modbus TCP/IP

J

3x mA + Modbus TCP/IP

K

4x mA + Modbus TCP/IP

L

カスタマイズ

Z

オプション3.
標準0カスタマイズ

S

株式会社ハック・ウルトラ〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-9 TD ビル 5F
03-6205-5510(TEL) 03-6205-5980(FAX)

www.jp.hach.com
当社は機器の改善改良に伴い事前に予告なく仕様等の変更を行う権利を有します。

K.K. Hach Ultra EZ7000 COD Version-C