PT2-3051

ガス検知部
GD-84D シリーズ（Ethernet 仕様）
GD-84D-ET-EC
GD-84D-ET
GD-84D-EA-EC
GD-84D-EA

通信機能説明書〒174-8744 東京都板橋区小豆沢 2-7-6
ホームページ https://www.rikenkeiki.co.jp/

目次

目次
1.

本書について ......................................................................................................................................................... 4
1-1 はじめに ......................................................................................................................................................... 4
1-2 危険、警告、注記の定義 ................................................................................................................................ 52.

機器の接続............................................................................................................................................................ 6
2-1 本器を PC と接続する .................................................................................................................................... 6
2-2 IP アドレスを設定する ..................................................................................................................................... 7
2-2-1 本器の IP アドレスを設定する .............................................................................................................. 7
2-2-2 PC の IP アドレスを設定する ................................................................................................................ 7
2-2-3 通信テストを行う .................................................................................................................................. 83.

GAS DETECTOR MANAGER の設定................................................................................................................. 9
3-1 GAS DETECTOR MANAGER の概要 .......................................................................................................... 9
3-1-1 GAS DETECTOR MANAGER について ............................................................................................. 9
3-1-2 対象のブラウザ.................................................................................................................................. 10
3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動 ........................................................................................................ 11
3-2-1 ネットワーク環境の設定 ..................................................................................................................... 11
3-2-2 ユーザーモードでログインする........................................................................................................... 13
3-2-3 管理者モードでログインする .............................................................................................................. 144.

PLC 通信の設定.................................................................................................................................................. 16
4-1 OMRON CJ・CS シリーズ............................................................................................................................. 16
4-1-1 PLC 通信の設定について（OMRON CJ・CS シリーズ） ..................................................................... 16
4-1-2 PLC（OMRON CJ・CS シリーズ）を接続する ..................................................................................... 17
4-1-3 GAS DETECTOR MANAGER で PLC 通信（OMRON CJ・CS シリーズ）の設定をする................... 18
4-1-4 本器で PLC 通信（OMRON CJ・CS シリーズ）の設定をする ............................................................. 19
4-2 MELSEC Q シリーズ .................................................................................................................................... 20
4-2-1 PLC 通信の設定について（MELSEC Q シリーズ） ............................................................................. 20
4-2-2 PLC（MELSEC Q シリーズ）を接続する ............................................................................................. 21
4-2-3 GAS DETECTOR MANAGER で PLC 通信（MELSEC Q シリーズ）の設定をする .......................... 22
4-2-4 本器で PLC 通信（MELSEC Q シリーズ）の設定をする .................................................................... 23
4-3 PLC 省メモリ設定機能 .................................................................................................................................. 24
4-3-1 設定方法 ........................................................................................................................................... 255.

GAS DETECTOR MANAGER の操作............................................................................................................... 27
5-1 GAS DETECTOR MANAGER の機能一覧 ................................................................................................. 27
5-2 本器の現在の状態を確認する ...................................................................................................................... 29
5-3 本器の設定情報を表示する（Status） ........................................................................................................... 31
5-4 履歴を表示する ............................................................................................................................................ 32
5-4-1 イベント履歴を表示する（Event History）............................................................................................ 32
5-4-2 校正履歴を表示する（Calibration History）......................................................................................... 34
5-4-3 アラームトレンドを表示する（Alarm Trend） ........................................................................................ 35
5-4-4 通信イベント履歴を表示する（Network Event History）...................................................................... 37
5-4-5 通信履歴を表示する（Communication History） ................................................................................ 39
5-5 ガス校正を行う ............................................................................................................................................. 41
5-5-1 ゼロ校正を行う（Zero Calibration） ..................................................................................................... 41
5-5-2 スパン校正を行う（Span Calibration） ................................................................................................ 42
5-6 警報テスト・故障警報テストを行う ................................................................................................................. 43
5-6-1 警報テストを行う（Alarm Test） ........................................................................................................... 43
5-6-2 故障警報テストを行う（Fault Test） ..................................................................................................... 44
5-7 設定内容の確認と変更 ................................................................................................................................. 45
5-7-1 警報関連の設定を変更する（Alarm）.................................................................................................. 45
2 / 103

目次

5-7-2 ネットワーク・メール・PLC 通信関連の設定を変更する（Network） ..................................................... 48
5-7-3 日時を変更する（Date/Time） ............................................................................................................. 51
5-7-4 本器の設定を変更する（Configuration） ............................................................................................. 52
6.

Modbus/TCP 通信について ................................................................................................................................ 54
6-1 Modbus/TCP 通信仕様................................................................................................................................. 54
6-1-1 通信仕様............................................................................................................................................ 54
6-1-2 例外レスポンスについて .................................................................................................................... 54
6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ.................................................................................................................. 56
6-3 Modbus/TCP 通信コマンド............................................................................................................................ 647.

PLC 通信について............................................................................................................................................... 66
7-1 PLC 通信仕様 ............................................................................................................................................... 66
7-2 PLC 通信データタイプ ................................................................................................................................... 67
7-2-1 Basic Data：Small .............................................................................................................................. 67
7-2-2 Basic Data：Large .............................................................................................................................. 68
7-2-3 Basic Data：Small + Optional Data .................................................................................................... 69
7-2-4 Basic Data：Large + Optional Data.................................................................................................... 70
7-2-5 Basic Data：Very Small ...................................................................................................................... 71
7-2-6 Basic Data：Very Small + Optional Data ........................................................................................... 72
7-3 PLC 通信設定内容........................................................................................................................................ 73
7-4 PLC 通信データマップ................................................................................................................................... 75
7-4-1 Basic Data：Small .............................................................................................................................. 75
7-4-2 Basic Data：Large .............................................................................................................................. 77
7-4-3 Basic Data：Very Small ...................................................................................................................... 79
7-4-4 Optional Data ..................................................................................................................................... 80
7-5 PLC 通信コマンド .......................................................................................................................................... 82
7-5-1 コマンド 1（設定変更）の発行.............................................................................................................. 82
7-5-2 コマンド 2 - 9 の発行（Basic Data：Large のみ） ................................................................................ 83
7-5-3 コマンド 10（警報テスト濃度設定）の発行（Basic Data：Large のみ）.................................................. 84
7-5-4 コマンド 3 - 6 の発行（Basic Data：Very Small のみ） ........................................................................ 85
7-5-5 Basic Data：Large コマンド関連データ ............................................................................................... 86
7-5-6 Basic Data：Very Small コマンド関連データ ....................................................................................... 88
7-5-7 Optional Data コマンド関連データ ...................................................................................................... 89
7-5-8 警報点の設定変更 ............................................................................................................................. 91
7-5-9 INHIBIT の設定 .................................................................................................................................. 92
7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様 ............................................................................................................. 93
7-6-1 PLC Mode の設定.............................................................................................................................. 95
7-6-2 PLC Area の設定 ............................................................................................................................... 99
改訂履歴 ........................................................................................................................................................... 103

3 / 103

1. 本書について

1-1 はじめに1

本書について1-1 はじめにこのたびは、ガス検知部 GD-84D シリーズ（Ethernet 仕様）（以下、「本器」）をお買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書は、GD-84D シリーズ（Ethernet 仕様）の Ethernet 通信機能の取り扱い方法と仕様を説明したものです。
お使いになる前によくお読みいただき、内容を理解した上でご使用ください。
なお、GD-84D シリーズ（Ethernet 仕様）の Ethernet 通信機能は、ネットワークシステムを構成する通信機器の一部です。必ず、‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’もあわせてお読みください。
また、この取扱説明書は本器をご使用中いつでもご覧いただけるよう、お手元に保管してください。
製品改良のために、この説明書の内容を将来予告なしに変更することがあります。また、この説明書の全部または一部を無断で複写または転載することを禁じます。
保証期間の内外を問わず、本器と通信する機器のプログラムにより生じたいかなる事故および損害の補償はいたしません。
保証書に記載されている保証規定を必ずご確認ください。

＜本取扱説明書が対象とする製品型式＞




GD-84D-ET-EC
GD-84D-ET
GD-84D-EA-EC
GD-84D-EA＜本書の表記について＞＜数値の表記＞10 進数：数値のみで表記します。
（例）1、100、1000 など
16 進数：値の前に”0x”を付けて表記します。
（例）0x00、0x64、0x3EB など＜センサ装着位置の表記＞
本書では、本器でセンサが装着されている位置を示す［A1］［A2］［B1］［B2］をそれぞれスロット 1、スロット 2、ス
ロット 3、スロット 4 で表記します。

4 / 103

1. 本書について

1-2 危険、警告、注記の定義

1-2 危険、警告、注記の定義
本取扱説明書では、表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる被害の程度を、以下のように区分して説明します。

危険取り扱いを誤った場合、人命、人体または物に重大な被害を及ぼすことが想定されることを意味します。

警告

取り扱いを誤った場合、身体または物に重大な被害を及ぼすことが想定されることを意味します。

注意

取り扱いを誤った場合、身体または物に軽微な被害を及ぼすことが想定されることを意味します。

その他、取り扱い上のアドバイスを、以下のように表示して説明します。

注記

本器を取り扱う上で知っていると役に立つ事項を意味します。

5 / 103

2. 機器の接続

2-1 本器を PC と接続する

2

機器の接続
2-1 本器を PC と接続する
本器と PC を以下のように接続してください。

＜スイッチングハブ（PoE+）を使用する場合＞
GD-84D（Ethernet 仕様）
PC

スイッチングハブ（PoE+）

Ethernet ケーブル＜スイッチングハブ（非 PoE+）を使用する場合＞
本器に DC 24 V 電源を供給してください。
スイッチングハブ（非 PoE+）は、EA 仕様（GD-84D-EA-EC、GD-84D-EA）の場合に使用できます。
GD-84D（EA 仕様）
PC

スイッチングハブ

Ethernet ケーブル

電源ライン
（DC 24 V)
AC-DC 電源（DC 24 V)

6 / 103

2. 機器の接続

2-2 IP アドレスを設定する

2-2 IP アドレスを設定する
2-2-1 本器の IP アドレスを設定する
本器に以下の IP アドレスを設定します。
設定方法については、‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’の‘7-10-18 ETHERNET 設定（ETHERNET）’
を参照してください。
IP アドレス例：192.168.1.1
サブネットマスク例：255.255.255.0

注記 IP アドレスの書き込みには 10 秒程度かかります。

2-2-2 PC の IP アドレスを設定する
インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティで以下の IP アドレスを設定します。
IP アドレス例：192.168.1.2
サブネットマスク例：255.255.255.0※ 上図は Windows10 の場合注意 通信機器の交換前と交換後の機器の IP アドレスが同じ場合、交換してからしばらくの間（通常は 10 分以内）は、PC から接続中の機器と通信できないことがあります。
すぐに通信できるようにしたい場合は、いったんネットワーク接続を無効にしてから、再度、有効に戻してください。

7 / 103

2. 機器の接続

2-2 IP アドレスを設定する

2-2-3 通信テストを行う
1

Windows のコマンドプロンプトを起動する

2“ping 192.168.1.1”と入力し、＜Enter＞キーを押す
通信テストが成功すると、データの送信時、受信時に本器の LCD にアイコン（送信時：TX、受信時：RX）が表示されます。

注記 通信テストに失敗した場合は、本器との接続や IP アドレスなどの設定をもう一度確認してください。

8 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-1 GAS DETECTOR MANAGER の概要

3

GAS DETECTOR MANAGER の設定
3-1 GAS DETECTOR MANAGER の概要
3-1-1 GAS DETECTOR MANAGER についてGAS DETECTOR MANAGER は本器と PC を接続し、ブラウザ上で本器の状態をリアルタイムで確認したり、ネットワークや警報点の設定を変更するための Web アプリケーションです。イベント履歴（警報履歴）や校正履歴を表示したり、ガス校正や警報テストなどを実行することもできます。
GAS DETECTOR MANAGER には、ユーザーモードと管理者モードがあり、操作できる機能が異なります。
＜ユーザーモード＞
ガス名や警報点など本器の基本的な情報やイベント履歴（警報履歴）、通信履歴を表示します。

9 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-1 GAS DETECTOR MANAGER の概要＜管理者モード＞
本器の基本的な情報やイベント履歴（警報履歴）、通信履歴、校正履歴、アラームトレンドなどを表示します。
また、警報点やネットワークなどの設定変更やガス校正、警報テスト、故障警報テストの実施、アラームのリセット、
INHIBIT の設定をすることができます。

注記
 GAS DETECTOR MANAGER の機能については、‘5-1 GAS DETECTOR MANAGER の機能一覧’を参照してください。

3-1-2 対象のブラウザ
GAS DETECTOR MANAGER は、Microsoft Edge での動作を対象としています。
それ以外のブラウザで使用した場合、正常に動作しないことがあります。

10 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動

3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動
3-2-1 ネットワーク環境の設定＜プロキシサーバーの設定（Windows10）＞
本機能は、プロキシサーバー経由では使用できません。
プロキシサーバーをご使用の場合は、プロキシサーバーの設定をオフにしてください。
1

Windows の［設定］→［ネットワークとインターネット］→［プロキシ］を選択する

2［プロキシ サーバーを使う］が［オフ］になっていることを確認する［プロキシ サーバーを使う］が［オン］の場合は、［オフ］にしてください。

1

2

11 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動＜ローカルアドレスで使用する場合（Windows10）＞注意 以下の操作は本器をローカルアドレスで使用する場合の設定です。プロキシサーバー経由で GAS
DETECTOR MANAGER は使用できません。

1

Windows の［設定］→［ネットワークとインターネット］→［プロキシ］を選択する

2［ローカル(イントラネット)のアドレスにはプロキシ サーバーを使わない］にチェックを入れる

3［次のエントリで始まるアドレス以外にプロキシ サーバーを使います。エントリを区切るにはセミコロン(;)を使います。］に本器の IP アドレスを入力する

4［保存］ボタンをクリックする

3
2
4
1

注記
 本器で設定変更を行うと、メンテナンスモード終了時に［Data is updated.］と表示され、画面が再表示されます。
 管理者モードでログインした場合、本器側でログイン情報を記憶しています。このログイン情報は本器の電源を OFF にすると消去されます。そのため、PC で GAS DETECTOR MANAGER を起動したまま、本器の電源を OFF から ON にすると、PC にエラーが表示されます。本器の電源を OFF にするときは、いった
ん GAS DETECTOR MANAGER を終了し、本器の始動後にあらためて、GAS DETECTORMANAGER にログインしてください。
 GAS DETECTOR MANAGER と本器で同時に設定を変更しないでください。

12 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動

3-2-2 ユーザーモードでログインする
1

Microsoft Edge を起動する

2［検索または Web アドレスを入力］欄に設定した IP アドレス（例 “http://192.168.1.1”）を入力し、＜Enter＞キーを押すGAS DETECTOR MANAGER のユーザーモード画面が表示されます。

注記 ブラウザのバージョンや設定により表示が異なる場合があります。

13 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動

3-2-3 管理者モードでログインする
1

Microsoft Edge を起動する

2［検索または Web アドレスを入力］欄に設定した IP アドレス（例 “http://192.168.1.1/login.html”）を入力し、＜Enter＞キーを押す

3

パスワードを入力し、［Login］ボタンをクリックする
デフォルトのパスワードは“GD-84D”です。

GAS DETECTOR MANAGER の管理者モード画面が表示されます。

14 / 103

3. GAS DETECTOR MANAGER の設定

3-2 GAS DETECTOR MANAGER の起動

注記 ブラウザのバージョンや設定により表示が異なる場合があります。

＜管理者モードをログアウトする＞［HOME］の［Logout］をクリックします。

15 / 103

4. PLC 通信の設定

4-1 OMRON CJ・CS シリーズ

4

PLC 通信の設定
オムロン製 PLC（CJ／CS シリーズ）、三菱電機製 PLC（Q シリーズ）に対して PLC モード、PLC エリアを設定する事により簡単に接続ができる簡易設定になります。
PLC モード：接続先 PLC 機種、通信データサイズの選択
PLC エリア：接続先 PLC で検知器の書き込み/読み込みに使用するデータエリアの選択※PLC モード、PLC エリアを使用して設定する場合、接続先 PLC の IP アドレスは xxx.xxx.xxx.251 固定になります。

4-1 OMRON CJ・CS シリーズ
4-1-1 PLC 通信の設定について（OMRON CJ・CS シリーズ）
PLC 通信の設定には次の 2 つの方法があります。

1. GAS DETECTOR MANAGER で設定する
GAS DETECTOR MANAGER に管理者モードでログインし、Network 画面で設定します。
GAS DETECTOR MANAGER を使用すると、詳細な PLC 通信設定をすることができます。
設定方法は、‘4-1-3 GAS DETECTOR MANAGER で PLC 通信（OMRON CJ・CS シリーズ）の設定をするを参照してください。

注記
 ［PLC Mode］が［1］の場合に、PLC 通信の詳細設定を行うことができます。

2. 本器のメンテナンスモードで設定する
本器のメンテナンスモードの ETHERNET 設定（［2-10 SETTING2］の［SET-18 ETHERNET］）で、［PLC Mode］と［PLC Area］を設定します。
［PLC Mode］と［PLC Area］の各モード、各エリアに対応した PLC 通信の設定値が自動的に設定されます。
設定方法は、‘4-1-4 本器で PLC 通信（OMRON CJ・CS シリーズ）の設定をする’を参照してください。

16 / 103

4. PLC 通信の設定

4-1 OMRON CJ・CS シリーズ

4-1-2 PLC（OMRON CJ・CS シリーズ）を接続する
本器と PLC（OMRON CJ・CS シリーズ）を接続します。
以下は PoE+対応スイッチングハブを使用した場合の接続例です。
PLC に以下の IP アドレスを設定してください。
 IP アドレス例：192.168.1.251
 FINS/UDP ポート例：9600
GD-84D（Ethernet 仕様）
PC

スイッチングハブ（PoE+）

PLC（OMRON CJ・CS）

注記
 PLC モードを使う場合は IP アドレスは xxx.xxx.xxx.251、NODE は 251 で固定となります。（xxx は本器の IP アドレス）

17 / 103

4. PLC 通信の設定

4-1 OMRON CJ・CS シリーズ

4-1-3 GAS DETECTOR MANAGER で PLC 通信（OMRON CJ・CS シリーズ）の設定をするGAS DETECTOR MANAGER に管理者モードでログインし、［■Network］をクリックして Network 画面を表示します。
PLC 通信の詳細を設定するには、［PLC Mode］を［1］にする必要があります。
以下の画面例は、PLC の D メモリの 0 アドレスに Basic Data:Small を書き込む場合の設定例です。
なお、PLC は IP アドレス：192.168.1.251、NODE：251、FINS/UDP ポート：9600 に設定されているものとします。

［PLC Mode］を［1］にする
設定可能な項目注記 PLC 通信の設定内容については、‘7. PLC 通信について’を参照してください。
 PLC の設定やツールの使用方法については、PLC の取扱説明書を参照してください。
 PLC モード 1 では全項目を手動設定します。PLC モード 2～7 では自動設定されます。

注意 PLC のメモリ書き込みで間違った設定をすると、PLC が想定外の動作をする可能性があります。設定を確定する前に間違いのないことを確認してください。

18 / 103

4. PLC 通信の設定

4-1 OMRON CJ・CS シリーズ

4-1-4 本器で PLC 通信（OMRON CJ・CS シリーズ）の設定をする
本器のメンテナンスモードの ETHERNET 設定（［2-10 SETTING2］の［SET-18 ETHERNET］）で、［PLC Mode］と［PLC Area］を設定します。（‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’の‘7-10-18 ETHERNET 設定（ETHERNET）’参照）
本器で［PLC Mode］に［2］を、［PLC Area］に［2］を設定すると、PLC 通信設定は以下のようになります。
なお、PLC は IP アドレス：192.168.1.251、NODE：251、FINS/UDP ポート：9600 に設定されているものとします。
PLC Mode = 2
PLC Type
Type of Basic Data
Memory Address
Detector write
Detector read
PLC Area = 2
Area Type（FINS）

FINS
Small
0※
E2

※ 本器の IP アドレスが 192.168.1.1 の場合

注記 PLC の IP アドレスは xxx.xxx.xxx.251、NODE は 251 で固定となります。（xxx は本器の IP アドレス）
 PLC 通信設定の内容については、‘7. PLC 通信について’を参照してください。
 ［PLC Mode］、［PLC Area］の各モード、各エリアに対応する PLC 通信設定については、‘7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様’を参照してください。
 PLC の設定やツールの使用方法については、PLC の取扱説明書を参照してください。

注意 PLC のメモリ書き込みで間違った設定をすると、PLC が想定外の動作をする可能性があります。設定を確定する前に間違いのないことを確認してください。

19 / 103

4. PLC 通信の設定

4-2 MELSEC Q シリーズ

4-2 MELSEC Q シリーズ
4-2-1 PLC 通信の設定について（MELSEC Q シリーズ）
PLC 通信の設定には次の 2 つの方法があります。

1. GAS DETECTOR MANAGER で設定する＞
GAS DETECTOR MANAGER に管理者モードでログインし、Network 画面で設定します。
GAS DETECTOR MANAGER を使用すると、詳細な通信設定をすることができます。
設定方法は、‘4-2-3 GAS DETECTOR MANAGER で PLC 通信（MELSEC Q シリーズ）の設定をする’を参照してください。

注記
 ［PLC Mode］が［1］の場合に、PLC 通信の詳細設定を行うことができます。

2. 本器のメンテナンスモードで設定する
本器のメンテナンスモードの ETHERNET 設定（［2-10 SETTING2］の［SET-18 ETHERNET］）で、［PLC Mode］と［PLC Area］を設定します。
［PLC Mode］と［PLC Area］の各モード、各エリアに対応した PLC 通信の設定値が自動的に設定されます。
設定方法は、‘4-2-4 本器で PLC 通信（MELSEC Q シリーズ）の設定をする’を参照してください。

20 / 103

4. PLC 通信の設定

4-2 MELSEC Q シリーズ

4-2-2 PLC（MELSEC Q シリーズ）を接続する
本器と PLC（MELSEC Q シリーズ）を接続します。
以下は PoE+対応スイッチングハブを使用した場合の接続例です。
PLC に以下の IP アドレスを設定してください。
 IP アドレス例：192.168.1.251
 UDP 自ポート番号例：2000

GD-84D（Ethernet 仕様）
PC

スイッチングハブ（PoE+）

PLC（MELSEC Q）

注記
 PLC モードを使う場合は IP アドレスは xxx.xxx.xxx.251 で固定となります。（xxx は本器の IP アドレスと同じ）

21 / 103

4. PLC 通信の設定

4-2 MELSEC Q シリーズ

4-2-3 GAS DETECTOR MANAGER で PLC 通信（MELSEC Q シリーズ）の設定をする
GAS DETECTOR MANAGER に管理者モードでログインし、［■Network］をクリックして Network 画面を表示します。
PLC 通信の詳細を設定するには、［PLC Mode］を［1］にする必要があります。
以下の画面例は、PLC の D メモリの 0 アドレスに Basic Data:Small を書き込む場合の設定例です。
なお、PLC は IP アドレス：192.168.1.251、UDP 自局ポート番号：2000 に設定されているものとします。

［PLC Mode］を［1］にする
設定可能な項目注記 PLC 通信の設定内容については、‘7. PLC 通信について’を参照してください。
 PLC の設定やツールの使用方法については、PLC の取扱説明書を参照してください。
 PLC モード 1 では全項目を手動設定します。PLC モード 2～7 では自動設定されます。

注意 PLC のメモリ書き込みで間違った設定をすると、PLC が想定外の動作をする可能性があります。設定を確定する前に間違いのないことを確認してください。

22 / 103

4. PLC 通信の設定

4-2 MELSEC Q シリーズ

4-2-4 本器で PLC 通信（MELSEC Q シリーズ）の設定をする
本器のメンテナンスモードの ETHERNET 設定（［2-10 SETTING2］の［SET-18 ETHERNET］）で、［PLC Mode］と［PLC Area］を設定します。（‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’の‘7-10-18 ETHERNET 設定（ETHERNET）’参照）
本器で［PLC Mode］に［4］を、［PLC Area］に［2］を設定すると、PLC 通信設定は以下のようになります。
なお、PLC は IP アドレス：192.168.1.251、UDP 自局ポート番号：2000 に設定されているものとします。
PLC Mode = 4
PLC Type
Type of Basic Data
Memory Address
Detector write
Detector read
PLC Area = 2
Area Type（MC）

MC
Small
0※
ZR（65536）※ 本器の IP アドレスが 192.168.1.1 の場合

注記 PLC の IP アドレスは xxx.xxx.xxx.251 で固定となります。（xxx は本器の IP アドレスと同じ）
 PLC 通信設定の内容については、‘7. PLC 通信について’を参照してください。
 ［PLC Mode］、［PLC Area］の各モード、各エリアに対応する PLC 通信設定については、‘7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様’を参照してください。
 PLC の設定やツールの使用方法については、PLC の取扱説明書を参照してください。

注意 PLC のメモリ書き込みで間違った設定をすると、PLC が想定外の動作をする可能性があります。設定を確定する前に間違いのないことを確認してください。

23 / 103

4. PLC 通信の設定

4-3 PLC 省メモリ設定機能

4-3 PLC 省メモリ設定機能
本機能は、F センサを搭載せずダミーセンサが接続されているスロットに対し、任意に PLC へ送信するデータから省くことができる機能です。
この機能の設定はスロット毎に指定することができ、有効／無効から選択することになります。標準の設定は全て有効となります。（無効設定時、送信するデータから対象のセンサを省くことになります。）
下図のように、ダミーセンサが接続されたスロットを無効設定にすることで、１台の製品が使用する PLC の領域を節約することができます。

注意・

ダミーセンサ以外が接続されている場合、対象のスロットは PLC 省メモリ設定を OFF にできません。

・

PLC 省メモリ設定が OFF のスロットに対し、ダミーセンサ以外のセンサを交換することはできません。（交換作業前に設定を ON にすることで、ダミーセンサ以外への交換が可能となります。）
そのため、F センサとダミーセンサの構成を変える場合は、交換前に一度全ての PLC 省メモリ設定を ON にした上でセンサを交換し、再度設定を行ってください。

・

本設定に関わらず PLC のアドレス設定を間違えると、下図のように PLC のある領域のデータが重複することになります。重複した場合は、互いに同じ領域を書き換えることになるため動作が安定しなくなります。
本機能を使用する場合、PLC に対し１台あたりが占有する領域のサイズが固定で４個の倍数だったのに対し、設定により可変となるため、変更する場合は注意して行ってください。

（左図では、メモリ３が①と②の製品で重複して使用されている）

24 / 103

4. PLC 通信の設定

4-3 PLC 省メモリ設定機能

4-3-1 設定方法
手順①
GD-84D シリーズ本体のボタンを操作し、検知モードからメンテナンスモードに入ります。
GD-84D シリーズボタン操作詳細については本体の取扱説明書をご確認ください。

1 検知モードで MODE キーを長押しする（約 3 秒間）

ユーザーモードに切り替わります。

2 ▲キーまたは▼キーを押して［1-8 M MODE］を選択し、TEST/SET キーを押す

3 TEST/SET キーを長押しする（約 3 秒間）

25 / 103

4. PLC 通信の設定

4-3 PLC 省メモリ設定機能

メンテナンスモードに切り替わります。
メンテナンスモードに切り替わったら手順②に進みます。

手順②
1

メンテナンスモードで、▲キーまたは▼キーを押して［2-10 SETTING2］を選択し、TEST/SET キーを押す

2▲キーまたは▼キーを押して［SET-18 ETHERNET］を選択
し、TEST/SET キーを押す

3

メンテナンスモード「2-10 SETTING2」-「SET-18 ETHERNET」の３ページ目にある PLC Data Select
メニューで上から順に PLC 省メモリ設定の選択を行います。
表示画面は以下のようになります。

※ダミーセンサ時はＯＮ／ＯＦＦの設定変更が可能。
Ｆセンサの場合はＯＮ（＊ＨＯＬＤ）で設定が固定。

手順③「SET-18 ETHERNET」のメニューから抜けたタイミングで設定が反映されます。

26 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-1 GAS DETECTOR MANAGER の機能一覧

5

GAS DETECTOR MANAGER の操作
5-1 GAS DETECTOR MANAGER の機能一覧
注記 本器で設定変更を行うと、メンテナンスモード終了時に［Data is updated.］と表示され、画面が再表示されます。
 管理者モードでログインした場合、本器側でログイン情報を記憶しています。このログイン情報は本器の電源を OFF にすると消去されます。そのため、PC で GAS DETECTOR MANAGER を起動したまま、本器の電源を OFF から ON にすると、PC にエラーが表示されます。本器の電源を OFF にするときは、いった
ん GAS DETECTOR MANAGER を終了し、本器の始動後にあらためて、GAS DETECTORMANAGER にログインしてください。
 GAS DETECTOR MANAGER と本器で同時に設定を変更しないでください。

27 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-1 GAS DETECTOR MANAGER の機能一覧○：表示可 ×：表示不可
メニュー項目

ユーザーモード

管理者モード機能詳細〇〇

本器の各種設定情報を表示し
ます。

〇

〇

イベント履歴（警報履歴）を一
覧表示します。
トレンドグラフを表示することも
できます。

×

〇

校正履歴をスロットごとに一覧表示します。

×〇

アラームトレンドを一覧表示します。

Network Event
History〇〇

通信イベント履歴を一覧表示します。

Communication
History

〇

〇

×

〇

管理者モードをログアウトします。

Zero Calibration

×〇

ゼロ校正を行います。

Span Calibration

×〇

スパン校正を行います。

Alarm Test

×〇

警報テストを行います。

Fault Test

×〇

故障警報テストを行います。

×〇

警報関連の設定内容の確認と設定を行います。

×〇

通信、メール、ネットワーク関連の設定内容の確認と設定を行
います。

×

〇

日時の確認と設定を行います。

×〇

本器の詳細情報およびセンサ
情報関連の設定内容の確認と設定を行います。

［MAINTENANCE］ボタン

×〇

メンテナンスモードにします。

［INHIBIT］ボタン×〇

INHIBIT の ON/OFF を設定します。

［ALARM RESET］ボタン

×〇

警報をリセットします。

HOME

StatusEvent History

Calibration
History
Alarm Trend

LogoutCALIBRATIONTESTAUTHORIZED
USERS

Alarm
Network

Date/Time
Configuration

28 / 103

通信履歴を一覧表示します。

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-2 本器の現在の状態を確認する

5-2 本器の現在の状態を確認する
GAS DETECTOR MANAGER の画面上部には本器の流量やガス濃度がリアルタイムに表示されます。
＜ユーザーモード画面＞②①＜管理者モード画面＞

②
③
④

①

⑤

番号

項目

①

本器の状態

②

流量表示

説明
本器の型式や TAG 番号、装置名称、設置場所、シリアル番号、警報、および装着されているセンサのガス名、ガス濃度、シリアル番
号、INHIBIT 設定の状態を表示します。
本器の現在の流量を表示します。
※③［MAINTENANCE］ボタン

クリックすると本器をメンテナンスモードにします。

④［ALARM RESET］ボタン※

クリックすると本器の警報状態をリセットします。

⑤※［INHIBIT］ボタン

クリックするとセンサの INHIBIT 設定の ON/OFF が切り替わります。ボタンが水色の場合は INHIBIT 設定が ON、グレーの場合はINHIBIT 設定が OFF です。

※ 管理者モードでのみ設定可能です。

29 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-2 本器の現在の状態を確認する

注記
 第一警報、第二警報が発報されると、GAS DETECTOR MANAGER の画面に以下のように表示されます。
＜ユーザーモード画面＞＜管理者モード画面＞
管理者モードでログインしている場合は、［ALARM RESET］ボタンをクリックすると、本器の警報状態を解除することができます。

30 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-3 本器の設定情報を表示する（Status）

5-3 本器の設定情報を表示する（Status）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Status］をクリックすると、本器の設定情報が表示されます。
＜ユーザーモード画面＞
①

②

③
④
⑤

⑥

＜管理者モード画面＞
①

②

③
④
⑤

⑥

番号

項目

説明

①

一般情報（General）

スロットごとにセンサのガス名、フルスケール値、設定単位を表示しま
す。

②

警報設定値
（Alarm Configuration）

警報動作、およびスロットごとにセンサの第一警報点、第二警報点、警報方式、励磁／非励磁設定（第一警報接点、第二警報接点）を表示します。

③

校正（Calibration）

スロットごとにセンサの最終校正日を表示します。

④

センサ情報
（Sensor Configuration）

スロットごとにセンサの型式、シリアル番号、バージョンを表示します。

⑤

日時（Date/Time）

本器の日時、および日付の表示形式を表示します。

⑥［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。
31 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-4 履歴を表示する

5-4 履歴を表示する
5-4-1 イベント履歴を表示する（Event History）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Event History］をクリックすると、イベント履歴（警報履歴）が 1 画面に 10件表示されます。最大で 272 件の履歴を表示できます。
＜ユーザーモード画面＞
①

②

③
④
⑤

＜管理者モード画面＞
①

②

③
④
⑤

番号

項目

説明

①

表示ページ番号

表示中のページ番号を表示します。

②

イベント履歴（警報履歴）

イベントの発生した日時、イベント（警報）内容を表示します。
グラフデータがある場合は［Graph］ボタンが表示され、クリックすると警報発生の前後３分のトレンドグラフを表示します。（この項の‘＜トレンドグラフの表示＞’参照）③

表示ページ番号選択表示するページ番号を選択し、［GO］ボタンをクリックすると、選択したページが表示されます。
［>>］ボタン、［<<］ボタンをクリックすると、次ページ、前ページを表示できます。

32 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

番号

5-4 履歴を表示する

項目

説明

④

［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

⑤［Open Print All］ボタン

クリックすると表示していないページも含め、全てのページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

＜トレンドグラフを表示する＞
①

②

③
④

番号

項目

説明

①

イベント情報グラフ表示するイベントの発生した日時、イベント（警報）内容、本器のシリアル番号、センサのシリアル番号、ガス名を表示します。

②

グラフ

スロットごとに警報発生の前後３分のトレンドグラフを表示します。

③［Return］ボタン

クリックするとイベント履歴の画面に戻ります。

④［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

33 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-4 履歴を表示する

5-4-2 校正履歴を表示する（Calibration History）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Calibration History］をクリックすると、校正履歴が 1 画面に 10 件表示されます。スロットごとにセンサの校正履歴を最大で 64 件表示できます。
本メニューは、管理者モードでログインした場合に表示できます。
＜管理者モード画面＞
①

②

③
④
⑤
⑥

番号

項目

説明

①

表示スロット番号 ページ番号

表示中のスロット番号とページ番号を表示します。

②

校正履歴

表示中のスロットに装着されているセンサの校正日時、校正内容を表示します。

③

表示ページ番号選択表示するページ番号を選択し、［GO］ボタンをクリックすると、選択したページが表示されます。
［>>］ボタン、［<<］ボタンをクリックすると、次ページ、前ページを表示できます。

④

スロット選択表示するスロット番号を選択します。
［Slot A1］［Slot A2］［Slot B1］［Slot B2］は、本器でセンサが装着されている位置を示す［A1］［A2］［B1］［B2］にそれぞれ対応しています。

⑤［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

⑥［Open Print All］ボタン

クリックすると表示していないページも含め、全てのページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

34 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-4 履歴を表示する

5-4-3 アラームトレンドを表示する（Alarm Trend）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Alarm Trend］をクリックすると、アラームトレンドが 1 画面に 26 件表示されます。
本メニューは、管理者モードでログインした場合に表示できます。
＜管理者モード画面＞

①

•
•
•

②

番号

項目

説明

①

アラームトレンド

警報発報時間、警報内容を表示します。
［Graph］ボタンをクリックすると警報発生の前後３分のトレンドグラフ
を表示します。（この項の‘＜トレンドグラフの表示＞’参照）②［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

35 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-4 履歴を表示する＜トレンドグラフを表示する＞
①

②

③
④

番号

項目

説明

①

警報情報

グラフ表示する警報の発生した日時、警報内容、本器のシリアル番号、センサのシリアル番号、ガス名を表示します。

②

グラフ

スロットごとに警報発生の前後３分のトレンドグラフを表示します。

③［Return］ボタン

クリックするとイベント履歴の画面に戻ります。

④［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると印刷できます。

36 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-4 履歴を表示する

5-4-4 通信イベント履歴を表示する（Network Event History）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Network Event History］をクリックすると、通信イベント履歴が 1 画面に100 件表示されます。最大で 2000 件の履歴を表示できます。
＜ユーザーモード画面＞
①

②

•
•
•

③
④
⑤
＜管理者モード画面＞
①

②

•
•
•

③
④
⑤
37 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

番号

5-4 履歴を表示する

項目

説明

①

表示ページ番号

表示中のページ番号を表示します。

②

通信イベント履歴

通信イベントの発生した日時、通信イベントの内容を表示します。

③

表示ページ番号選択表示するページ番号を選択し、［GO］ボタンをクリックすると、選択したページが表示されます。
［>>］ボタン、［<<］ボタンをクリックすると、次ページ、前ページを表示
できます。

④

［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

⑤［Open Print All］ボタン

クリックすると表示していないページも含め、全てのページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

38 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-4 履歴を表示する

5-4-5 通信履歴を表示する（Communication History）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Communication History］をクリックすると、通信履歴が 1 画面に 100 件表示されます。最大で 2000 件の履歴を表示できます。
＜ユーザーモード画面＞
①

②

•
•
•

③
④
⑤
＜管理者モード画面＞
①

②

•
•
•

③
④
⑤
39 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

番号

5-4 履歴を表示する

項目

説明

①

表示ページ番号

表示中のページ番号を表示します。

②

通信履歴

通信の発生した日時、送信元 IP アドレス、送信元ポート、受信ポートを表示します。

③

表示ページ番号選択表示するページ番号を選択し、［GO］ボタンをクリックすると、選択したページが表示されます。
［>>］ボタン、［<<］ボタンをクリックすると、次ページ、前ページを表示
できます。

④

［Open Print Page］ボタン

クリックすると表示しているページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

⑤［Open Print All］ボタン

クリックすると表示していないページも含め、全てのページの印刷用画面を表示します。
印刷用画面で［Print］ボタンをクリックすると、印刷できます。

40 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-5 ガス校正を行う

5-5 ガス校正を行う
5-5-1 ゼロ校正を行う（Zero Calibration）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Zero Calibration］をクリックすると、ゼロ校正を行うための画面が表示されます。
本メニューは、管理者モードでログインした場合に表示できます。
本器でゼロ校正の準備ができたら、［Start］ボタンをクリックしてください。

注意 ゼロ校正を行う場合は、‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’の‘7-5 ガス校正を行う’をよくお読みいただき、適切な手段で行ってください。

＜管理者モード画面＞＜メンテナンスサービスについて＞
弊社では、ガス校正などを含めた定期点検、調整、整備などに関するサービスを行っています。
校正ガスを作製するには、所定濃度のガスボンベや、ガス袋など専用器具が必要です。弊社指定のサービス員
は、それらの専用器具や製品に関する専門知識を有しております。
本器の安全動作を維持するために、弊社メンテナンスサービスをご利用ください。

41 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-5 ガス校正を行う

5-5-2 スパン校正を行う（Span Calibration）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Span Calibration］をクリックすると、スパン校正を行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。
本器でスパン校正の準備ができたら、［Start］ボタンをクリックしてください。

注意 スパン校正を行う場合は、‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’の‘7-5 ガス校正を行う’をよくお読みいただき、適切な手段で行ってください。

＜管理者モード画面＞＜メンテナンスサービスについて＞
弊社では、ガス校正などを含めた定期点検、調整、整備などに関するサービスを行っています。
校正ガスを作製するには、所定濃度のガスボンベや、ガス袋など専用器具が必要です。弊社指定のサービス員
は、それらの専用器具や製品に関する専門知識を有しております。
本器の安全動作を維持するために、弊社メンテナンスサービスをご利用ください。

42 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-6 警報テスト・故障警報テストを行う

5-6 警報テスト・故障警報テストを行う
5-6-1 警報テストを行う（Alarm Test）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Alarm Test］をクリックすると、警報テストを行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。
［Start］ボタンをクリックして警報テストを開始してください。
＜管理者モード画面＞

警告 警報テストを行う場合は、あらかじめ関係部署への通知を行い、外部出力信号や警報接点が作動し、周辺機器や上位システムが異常として検出しないように必ず対処してから行ってください。外部出力信号や警報接点の動作条件は本体取説を参照してください。

43 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-6 警報テスト・故障警報テストを行う

5-6-2 故障警報テストを行う（Fault Test）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Fault Test］をクリックすると、故障警報テストを行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。
［Start］ボタンをクリックして故障警報テストを開始してください。
＜管理者モード画面＞

警告
 EA 仕様（GD-84D-EA、GD-84D-EA-ET）の場合は、故障警報テストを行うと、メンテナンスモード中でも設定によって故障接点が動作します。外部出力信号や警報接点が作動し、周辺機器や上位システムが異常として検出しないように必ず対処してから行ってください。外部出力信号や警報接点の動作条件は本体取説を参照してください。

44 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-7 設定内容の確認と変更

5-7 設定内容の確認と変更
注記
 本器で設定変更を行うと、メンテナンスモード終了時に［Data is updated.］と表示され、画面が再表示されます。
 GAS DETECTOR MANAGER と本器で同時に設定を変更しないでください。

5-7-1 警報関連の設定を変更する（Alarm）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Alarm］をクリックすると、警報関連の各種設定の確認と変更を行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。
＜管理者モード画面＞
①

②

③

番号
①

項目

説明

警報関連の設定（Alarm Configuration）
Alarm Limiter

警報点リミッターの ON/OFF を設定します。
［Yes］：警報点リミッターON［No］：警報点リミッターOFF

Latching Alarms

警報動作を設定します。
［Yes］：自己保持［No］：自動復帰

Relay for Alarm Test

警報テスト時の接点動作を設定します。
［Yes］：接点動作 ON［No］：接点動作 OFF
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

45 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

番号

②

③

5-7 設定内容の確認と変更

項目

説明

Output for Alarm Test

警報テスト時の外部出力の有無を設定します。
［Yes］：外部出力あり［No］：外部出力なし
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

Gas Name

スロットごとにセンサの検知対象ガス名を設定します。
最大で 8 文字まで設定できます。

Alarm Point 1

スロットごとにセンサの第一警報点を設定します。

Alarm Point 2

スロットごとにセンサの第二警報点を設定します。

Alarm Type

スロットごとにセンサの警報方式を設定します。
酸欠警報仕様の ESF センサを装着時に H-HH 方式、L-LL 方式、L-H
方式のいずれかを設定できます。

1st Alarm Relay State

スロットごとにセンサの第一警報の励磁/非励磁を設定します。
［ND］：非励磁［NE］：励磁
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

2nd Alarm Relay State

スロットごとにセンサの第二警報の励磁/非励磁を設定します。
［ND］：非励磁［NE］：励磁
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

Alarm Delay

スロットごとにセンサの警報遅延時間（秒）を設定します。

故障警報関連の設定（Fault Configuration）
Latching Fault

故障警報動作を設定します。
［Yes］：自己保持［No］：自動復帰

Relay for Flow Fault

流量低下時の故障接点動作を設定します。
［Yes］：接点動作 ON［No］：接点動作 OFF

Trouble Alarm Relay
State

故障警報の励磁/非励磁を設定します。
［ND］：非励磁［NE］：励磁
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

Caution Display

警告表示の有無を設定します。
表示する故障コードをチェックします。

Caution Output

警告の外部出力の有無を設定します。
出力する故障コードをチェックします。

Gas Name

スロットごとにセンサの検知対象ガス名を設定します。
最大で 8 文字まで設定できます。

Fault Output

スロットごとにセンサ故障時の外部出力値を設定します。
［0.5mA］、［21.5mA］、［OPT］のいずれかを選択できます。［OPT］を選択した場合は、0.0 mA - 4.0 mA の範囲の値（digit：0.1）を設定します。
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

［Update］ボタン

クリックすると入力した内容で設定を更新します。

46 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-7 設定内容の確認と変更

注意 設定を変更した場合は、必ず［Update］ボタンをクリックしてください。
［Update］ボタンをクリックしないと、設定が更新されません。

47 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-7 設定内容の確認と変更

5-7-2 ネットワーク・メール・PLC 通信関連の設定を変更する（Network）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Network］をクリックすると、ネットワーク、メール、時刻、PLC 通信関連の設
定内容の確認と変更を行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。

注記
 PLC 通信の設定については、‘7-3 PLC 通信設定内容’を参照してください。

＜管理者モード画面＞
①

②

③

④

⑤

48 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

番号
①

項目
DHCP

DHCP の ON/OFF を設定します。
［On］にすると、DHCP サーバーより自動的に IP アドレスを取得します。この場合、［IP Address］、［Subnet Mask］、［Default Gateway］の設定は無効になります。

IP Address

IP アドレスを設定します。

Subnet Mask

サブネットマスクを設定します。

Default Gateway

デフォルトゲートウェイを設定します。

MAC Address

機器固有の識別番号です。設定を変更することはできません。

Net Version

アプリケーションのバージョンです。設定を変更することはできません。

標準時設定（Zone Time）③

メール送信設定（Mail）⑤

説明

通信設定（Network）②④

5-7 設定内容の確認と変更

標準時（Zone Time）を設定します。
メール設定と時刻同期設定で使用します。

Use

警報発報時のメール送信機能の有効（［Yes］）/無効（［No］）を設定します。
メール送信機能を［Yes］にした場合、警報や故障警報が発報された
場合に、登録した送信先メールアドレスにイベント内容をメール通知
します。

SMTP Server Domain
Name

メール送信元の SMTP サーバーのドメイン名を設定します。

SMTP Server Address

SMTP サーバーの IP アドレスを設定します。

Mail Address(From)

メール送信元のメールアドレスを設定します。

Mail Address(To 1)・・
Mail Address(To 10)

メール送信先のメールアドレスを設定します。
最大で 10 件の送信先メールアドレスを登録できます。
メールは登録してある全てのアドレスに同時に送信されます。

時刻同期設定（Time Synchronization）
Use

時刻同期機能の有効（［Yes］）/無効（［No］）を設定します。
時刻同期機能を［Yes］にした場合、指定した時刻（［Execution
Time］）になると NTP サーバーから日時を取得し、時刻を合わせます。（NTP サーバーとの通信にかかる遅延の補正は行いません。）

NTP Server IP Address

日時を取得する NTP サーバーの IP アドレスを設定します。

Execution Time

日時を取得する時刻を設定します。

［Update］ボタン

クリックすると入力した内容で設定を更新します。

注意 設定を変更した場合は、必ず［Update］ボタンをクリックしてください。
［Update］ボタンをクリックしないと、設定が更新されません。
 IP アドレスを変更する場合、再起動が必要です。

49 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-7 設定内容の確認と変更

注記
 本器で警報が発報された場合は、以下のようなメールが送信されます。
＜第一警報が発報された場合＞＜流量異常警報が発報された場合＞

50 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-7 設定内容の確認と変更

5-7-3 日時を変更する（Date/Time）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Date/Time］をクリックすると、日時関連の設定内容の確認と変更を行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。
＜管理者モード画面＞
①

②

番号
①

②

項目

説明

日時設定（Date/Time）
Date Format

日時表示のフォーマットを設定します。

No Change Date/Time

日時の変更を行いません。

Synchronize with PC

本器の日時を PC の日時と同期させます。

Specification

本器の日時を指定した日時に設定します。年（［Year］）、月（［Month］）、日（［Day］）、時（［Hour］）、分（［Minute］）、秒（［Second］）を指定します。

［Update］ボタン

クリックすると入力した内容で設定を更新します。

注意 設定を変更した場合は、必ず［Update］ボタンをクリックしてください。
［Update］ボタンをクリックしないと、設定が更新されません。

51 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

5-7 設定内容の確認と変更

5-7-4 本器の設定を変更する（Configuration）
GAS DETECTOR MANAGER の［■Configuration］をクリックすると、本器の TAG 番号、装置名称、設置場所などの設定内容の確認と変更を行うための画面が表示されます。
管理者モードでログインした場合に表示できます。
＜管理者モード画面＞
①

②

番号
①

項目

説明

本器の設定（Configuration）
TAG No.

TAG 番号を設定します。
TAG 番号は、メール機能を使用する場合にメールの差出人として利用されます。

Device Name

本器の装置名称を設定します。

Location

本器の設置場所を設定します。

Password (Authorized User)GAS DETECTOR MANAGER の管理者モードのパスワードを設定します。

Auto Flow

流量自動調整機能の ON/OFF を設定します。

Pump Check

ポンプ駆動レベル診断の ON/OFF を設定します。

Gas Name

スロットごとにセンサの検知対象ガス名を設定します。
最大で 8 文字まで設定できます。

Zero Suppression Value

スロットごとにセンサのゼロサプレス値を設定します。

Zero Suppression Setting

スロットごとにセンサのゼロサプレス方式を設定します。
［Slope］（SLOPE 方式）または［Cut off］（CUT 方式）のいずれかを選択します。

Sensitivity Compensation

スロットごとにセンサの感度補正機能の ON/OFF を設定します。
センサの検知原理が定電位電解式の場合に設定できます。

Zero Follower

スロットごとにセンサのゼロ追尾機能の ON/OFF を設定します。

Zero Follower in 24-Hour

スロットごとにセンサの 24 時間ゼロ追尾機能の ON/OFF を設定します。

52 / 103

5. GAS DETECTOR MANAGER の操作

番号②

5-7 設定内容の確認と変更

項目

説明

Maintenance Output

スロットごとにセンサのメンテナンスモード中の外部出力を設定します。
［2.5mA］、［4-20mA］、［HOLD］（直前の値を保持）、［4.0mA］のいずれかを選択します。
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

4mA Adjustment

スロットごとにセンサの 4 mA の外部出力を調整します。
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

20mA Adjustment

スロットごとにセンサの 20 mA の外部出力を調整します。
本器が EA 仕様の場合に設定できます。

［Update］ボタン

クリックすると入力した内容で設定を更新します。

注意 設定を変更した場合は、必ず［Update］ボタンをクリックしてください。
［Update］ボタンをクリックしないと、設定が更新されません。

53 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-1 Modbus/TCP 通信仕様

6

Modbus/TCP 通信について
6-1 Modbus/TCP 通信仕様
6-1-1 通信仕様
Modbus/TCP 通信の仕様は以下のとおりです。
項目

仕様

プロトコル

Modbus/TCP

伝送モード

RTU

ポート番号

502 番ポート対応ファンクション

Read Holding Register（0x03）
Preset Multiple Registers（0x10）

同時接続数

8

6-1-2 例外レスポンスについて
以下の場合、本器は Modbus/TCP の例外レスポンスを返します。

＜非対応ファンクションが指定された場合＞本器が対応するファンクションは 0x03 と 0x10 です。
データ例：
クエリ
：000000000006010400000001←ファンクションコード：0x04
レスポンス ：000000000003018401←例外レスポンス 01：不正ファンクション＜存在しないアドレスが指定された場合＞
本器のアドレスは、40001 - 41024 の範囲です。
データ例：
クエリ
：000000000006010304000001←アドレス：41025
レスポンス ：000000000003018302←例外レスポンス 02：不正データアドレス＜存在しないアドレスへのアクセスが指定された場合＞
アドレスは正常ですが、データ数が多く、最終アドレス（40256）を超える場合です。
データ例：
クエリ
：000000000006010303FF0002←アドレス 41024 から 2 レジスタ読み出し
レスポンス ：000000000003018303←例外レスポンス 03：不正データ

54 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-1 Modbus/TCP 通信仕様

＜書き込み不可のアドレスへの書き込みが指定された場合＞
1 か所でも書き込み不可の場合は、ファンクション全体がエラーになります。
データ例：
クエリ
：00000000000D0110002E000306000503E80000←アドレス 40047 から 3 レジスタ書き込み（アドレス 40049 が書き込み不可）
レスポンス ：000000000003019003←例外レスポンス 03：不正データ＜正しくない警報点の書き込みが指定された場合＞
上位 16 ビットと下位 16 ビットが 1 回のクエリで書き込まれない場合、片方だけを書き込むクエリは実行されず、
エラーとなります。（例外レスポンス 03：不正データ）
また、以下のように警報点として正しくない値の場合、エラーとなります。（例外レスポンス 03：不正データ）
 警報点 1 がマイナスの値
 警報点 2 がマイナスの値
 警報点 1 がフルスケールより大きい
 警報点 2 がフルスケールより大きい
 警報点 1 が警報点 2 より大きい（警報方式が H-HH または L-H の場合）
 警報点 2 が警報点 1 より大きい（警報方式が L-LL の場合）
 警報点 1 がフルスケールの 10 分の 1 未満（警報方式が H-HH かつ警報点リミッターが ON の場合）
 警報点 2 がフルスケールの 10 分の 1 未満（警報方式が H-HH かつ警報点リミッターが ON の場合）
 警報点 1 がデジットで割り切れない（有効桁数以下を四捨五入した後の値で判定）
 警報点 2 がデジットで割り切れない（有効桁数以下を四捨五入した後の値で判定）

注記
 Modbus/TCP の一般的な仕様に関しては本取扱説明書の対象外です。Modbus/TCP の仕様書を参照してください。(http://www.modbus.org/)

55 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ
本器の Modbus/TCP のレジスタマップは以下のとおりです。
スロット 1：アドレス 40001 - 40256
スロット 2：アドレス 40257 - 40512
スロット 3：アドレス 40513 - 40768
スロット 4：アドレス 40769 - 41024
オレンジ色（■）の行：本器の本体情報です。全てのスロットで同じ値です。
水色（■）の行：センサ情報です。スロットごとの値です。
アドレス

書込

項目

説明

40001

－

ステータス

bit0 - 3：モード（0：イニシャル中、1：測定モード、3：INHIBIT、5：テストモード）
bit5：故障フラグ
bit6：1st 警報フラグ
bit7：2nd 警報フラグ
bit8：1st 警報接点フラグ
bit9：2nd 警報接点フラグ
bit10：故障接点フラグ
bit11：ハートビート（2 秒周期で 0 と 1 を繰り返す）

40002

－

（予約）

－

40003

－
濃度値

浮動小数点数です。
アドレス 40003：下位 16 ビット
アドレス 40004：上位 16 ビット

40004

－

40005

－

濃度値※4

符号付き整数（濃度値の小数点以下を四捨五入）です。

40006

－

（予約）

－

濃度単位

bit0 - 2：倍率
（0：等倍、1：10 分の 1、2：100 分の 1、3：1000 分の 1）
bit8 - 11：単位（1：ppm、2：ppb、4：vol%、8：%LEL）

40007

－

40008

－

温度

符号なし整数です。
本器の動作環境（0 - 40 ℃）範囲内の値の場合は、温度を示します。範囲外の場合は、40 ℃より高い、または 0 ℃未満であることを示します。
・0 - 40 ： 温度（0 - 40 ℃）
・41 - 3276 ： 40 ℃より高い
・その他： 0 ℃未満

40009

－

（予約）

－

40010

－

日時

1970 年 1 月 1 日 0 時からの経過秒数の下位 16 ビットです。

40011

－

流量

符号付き整数です。
単位は mL/min です。

40012

－

（予約）

－

40013

○
警報点 1※6

浮動小数点数です。
アドレス 40013：下位 16 ビット
アドレス 40014：上位 16 ビット

警報点 2※6

浮動小数点数です。

40014

○

40015

○

56 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

アドレス

書込

項目

説明

40016

○

40017

－

警報ステータス

bit0：1st 警報フラグ
bit1：2nd 警報フラグ

40018

－

故障ステータス

bit1：故障フラグ

40019

－
フルスケール

浮動小数点数です。
アドレス 40019：下位 16 ビット
アドレス 40020：上位 16 ビット

アドレス 40015：下位 16 ビット
アドレス 40016：上位 16 ビット

40020

－

40021

○

（予約）

－

40022

○

（予約）

－

40023

－

ステータス※1、※2

bit0 - 1：倍率
（0：等倍、1：10 分の 1、2：100 分の 1、3：1000 分の 1）
bit2 - 3：単位
（0：vol%、1：%LEL、2：ppm、3：ppb）
bit4：流量注意フラグ
bit5：流量故障フラグ
bit6：通信故障フラグ
bit7：センサ故障フラグ
bit8：1st 警報フラグ
bit9：2nd 警報フラグ
bit10：煙警報フラグ（SiO2）
bit11：フルスケールオーバーフラグ
bit12：イニシャルフラグ
bit13：INHIBIT フラグ
bit14：警報テストフラグ
bit15：メンテナンスモードフラグ

40024

－

濃度値※3、※5

符号付き整数（濃度値の有効数字を整数化）です。
この値にアドレス 40023 の bit0 - 1（= 倍率）を乗算した値が実際の濃度値です。

40025

－

流量

符号付き整数です。
単位は mL/min です。

40026

－

PLU ヒーター温度

符号付き整数です。
PLU の設定温度（単位：℃）です。

40027

○

年・月

上位バイト：年（0 - 99）
下位バイト：月

40028

○

日・時

上位バイト：日
下位バイト：時

40029

○

分・秒

上位バイト：分下位バイト：秒

40030

－

日時

1970 年 1 月 1 日 0 時からの経過秒数の下位 16 ビットです。
（アドレス 40010 と同一）

40031

－

設定電位

符号付き整数です。
単位は mV です。

40032

－

エレメント電圧

符号付き整数です。
単位は mV です。

40033

－

温度

符号付き整数です。
温度を 10 倍した値（単位：℃）です。
57 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

アドレス

書込

項目

説明

40034

－

PLU 温度

符号付き整数です。
単位は℃です。

40035－

PLU バイパス抜き流量

符号付き整数です。
単位は mL/min です。

40036

－

PLU 電力

符号なし整数です。
PLU 電圧  PLU 電流

40037

－

PLU 電圧

符号なし整数です。
単位は mV です。

40038

－

PLU 電流符号なし整数です。
単位は mA です。

40039

－

機器情報

bit0 - 1：機種コード（0：70D、1：81D、2：84D）

40040

－

寿命予測用割合

出荷調整時を 100%とした変化の割合です。
0 - 100（単位：%）

40041

－

フルスケール

符号付き整数（フルスケールの有効数字を整数化）です。
この値にアドレス 40023 の bit0 - 1（= 倍率）を乗算した値が実際のフルスケールです。

40042

－

デジット

符号付き整数（デジットの有効数字を整数化）です。
この値にアドレス 40023 の bit0 - 1（= 倍率）を乗算した値が実際のデジットです。

40043

－

倍率

0：等倍、1：10 分の 1、2：100 分の 1、3：1000 分の 1

40044

－

単位

0：vol%、1：%LEL、2：ppm、3：ppb

40045

○

警報点 1

符号付き整数（警報点 1 の有効数字を整数化）です。
この値にアドレス 40023 の bit0 - 1（= 倍率）を乗算した値が実際の警報点 1 です。

40046

○

警報点 2

符号付き整数（警報点 2 の有効数字を整数化）です。
この値にアドレス 40023 の bit0 - 1（= 倍率）を乗算した値が実際の警報点 2 です。

40047

○

ゼロサプレス値

符号付き整数（ゼロサプレス値の有効数字を整数化）です。
この値にアドレス 40023 の bit0 - 1（= 倍率）を乗算した値が実際のゼロサプレス値です。

40048

○

警報遅延時間

符号付き整数です。
単位は 10 ミリ秒です。

40049

○

故障保持

0：自動復帰、1：自己保持

40050

○

スムージング設定

0：Cut Off、1：Slope

40051

○

警報方式

0：H-HH、1：L-LL、2：L-H

40052

○○

警報保持

0：自動復帰、1：自己保持

40053

○

テスト時接点動作

0：Off、1：On

40054

○

（予約）

－

40055

○

励磁/非励磁bit0：1st 警報（0：非励磁、1：励磁）
bit1：2nd 警報（0：非励磁、1：励磁）
bit2：故障（0：非励磁、1：励磁）

40056

○

（予約）

－

40057

○

（予約）

－

40058

○

（予約）

－

40059

○

自動補正

0：Off、1：On
58 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

アドレス

書込

項目

説明

40060

○

ゼロ追尾

0：Off、1：On

40061

○

24 時間ゼロ追尾

0：Off、1：On

40062

－

40063

－

40064

－

40065

－

最終校正日時

40066－

ASCII 文字列です。
年4桁 + 月2桁 + 日2桁 + 時2桁 + 分2桁 + 秒2桁で示します。

40067

－

40068

－

40069

○

40070

○

40071

○

40072

○

40073

○

40074

○

シリアル番号ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

40075

○

40076

○

40077

○

40078

○

40079

－

40080

－

40081

－

ガス名

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

40082

－

40083

－

40084

○

40085

○

40086

○

40087

○

40088

○

40089

○

TAG 番号ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

40090

○

40091

○

40092

○

40093

○

40094

○

40095

○

40096

○

40097

○

装置名称

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

40098

○

40099

○
59 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

アドレス

書込

40100

○

40101

○

40102

○

40103

○

40104

○

40105

○

40106

○

40107

○

40108

○

40109

○

40110

○

40111

○

40112

○

40113

○

40114

○

40115

○

40116

○

40117

○

40118

○

40119

－

40120

－

40121

－

40122

－

40123

－

40124

－

40125

－

40126

－

40127

－

40128

－

40129

－

40130

－

40131

－

40132

－

40133

－

40134

－

40135

－

40136

－

40137

－

40138

－

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

項目

説明

測定場所

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

顧客コード

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

センサシリアル番号

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

センサ型式

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

ユニット種別0：なし、1：NCF、2：TEF、3：IRF、4：SGF、5：SHF、6：ESF、7：
OSF、8：PIF、9：SSF

エラーフラグ

アドレス 40135 の最上位ビット：エラーフラグ 0からアドレス 40142 の最下位ビット：エラーフラグ 127

60 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

アドレス

書込

40139

－

40140

－

40141

－

40142

－

40143

－

40144

－

40145

－

40146

－

40147

－

40148

○

40149

○

40150

○

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

項目

説明
ただし、100 - 127 は未使用です。

警報・故障新規フラグ

bit0：警報新規フラグ
bit1：故障新規フラグ

故障フラグ

bit0：E-1
bit1 - 3：予約
bit4：E-5
bit5：E-6
bit6：E-7
bit7：予約
bit8：E-9
bit9：FLOW
bit10：RTC
bit11 - 14：予約
bit15：濃度表示フラグ

MAC アドレスアドレス 40145 の上位バイト：第 1 オクテット
からアドレス 40147 の下位バイト：第 6 オクテット

IP アドレス

アドレス 40148 の上位バイト：第 1 オクテット
からアドレス 40149 の下位バイト：第 4 オクテット

サブネットマスク

アドレス 40150 の上位バイト：第 1 オクテット
からアドレス 40151 の下位バイト：第 4 オクテット
アドレス 40152 の上位バイト：第 1 オクテット
からアドレス 40153 の下位バイト：第 4 オクテット

40151

○

40152

○

40153

○

デフォルトゲートウェ
イ

40154

○

DHCP

0：Off、1：On

40155

－

寿命判定フラグ

上位バイト：寿命予測対応フラグ（0：寿命予測非対応、1：寿命予測対応）
下位バイト：寿命判定フラグ（0：寿命期限前、1：寿命期限切れ）

40156

－

使用期限切れフラグ

0：使用期限前、1：使用期限切れ

40157

－

追加ステータス40158－

劣化診断割合40159－

センサ使用日数

40160

－

40161

－

40162

－

40163 40250

センサ種別

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

○

（予約）

－

40251

○

コマンド

40252

○

サブコマンド40253○

パラメータ 1

‘6-3 Modbus/TCP 通信コマンド’を参照

61 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ

アドレス

書込

項目

説明

40254

○

パラメータ 240255○

パラメータ 340256○

パラメータ 440257 40512*

スロット 240001 - 40256 と同様です。

40513 40768*

スロット 340001 - 40256 と同様です。

40769 41024*

スロット 440001 - 40256 と同様です。

※1 ステータス（アドレス 40023）の各状態におけるビットパターン

4

3-0

2nd

1st

0
0
1
1
＊
0
0
＊
0
0
0
0
0
0

0
1
＊
1
＊
0
0
＊
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

SiO2

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

倍率、単位

5

流量注意フラグ

6

流量故障フラグ

8

通信故障フラグ

センサ故障フラグ

0
0
0
1
1
0
0
＊
0
0
0
0
0
0

7

警報フラグ

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

9
警報フラグ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

10

煙警報フラグ（ ）

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

11

フルスケールオーバーフラグ

I
N
H
I
B
I
T

12

イニシャルフラグ

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1

13

フラグ

通常：測定
通常：警報（1st）
通常：警報（2nd）
通常：警報（煙）フルスケールオーバー
イニシャルクリア
メンテナンス
警報テスト
故障警報テスト
トラブル：センサ
トラブル：通信トラブル：流量
注意：流量
INHIBIT14

警報テストフラグ状態

メンテナンスモードフラグ

15

＊：不定値
※2 メンテナンス状態の場合、濃度値が警報点以上になっても警報フラグは立ちません。ただし、本体操作でメンテナンスモー
ドの［2- 0 GAS TEST］を行っている場合などは、メンテナンスフラグと警報フラグが両方立ちます。
※3 センサの出力が 0 の基準点より下の場合、通常の検知状態の時は、濃度値として 0 を出力します。メンテナンス状態の場
合は、マイナスの濃度値（2 の補数表現）を出力します。
※4 小数点以下を四捨五入した整数になります。
例： ・フルスケール 25.0 の濃度値 20.9 → 21
・フルスケール 50.0 の濃度値 0.2 → 0
・フルスケール 5.00 の濃度値 0.20 → 0

62 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-2 Modbus/TCP 通信レジスタマップ※5 有効桁数を保持した整数になります。
例： ・フルスケール 25.0 の濃度値 20.9 → 209・フルスケール 50.0 の濃度値 0.2 → 2
・フルスケール 5.00 の濃度値 0.20 → 20
※6 警報点を書き込む場合は、以下の点にご注意ください。
(1) 上位 16 ビットと下位 16 ビットを 1 回のクエリで書き込む必要があります。片方だけを書き込むクエリは実行されず、エラーとなります。（例外レスポンス 03：不正データ）(2) 濃度値の有効桁数以下は四捨五入します。
例：20.888 → 20.9
(3) 以下のように警報点として正しくない値の場合、エラーとなります。（例外レスポンス 03：不正データ）
・警報点 1 がマイナスの値
・警報点 2 がマイナスの値
・警報点 1 がフルスケールより大きい・警報点 2 がフルスケールより大きい・警報点 1 が警報点 2 より大きい（警報方式が H-HH または L-H の場合）
・警報点 2 が警報点 1 より大きい（警報方式が L-LL の場合）
・警報点 1 がフルスケールの 10 分の 1 未満（警報方式が H-HH かつ警報点リミッターが ON の場合）
・警報点 2 がフルスケールの 10 分の 1 未満（警報方式が H-HH かつ警報点リミッターが ON の場合）
・警報点 1 がデジットで割り切れない（有効桁数以下を四捨五入した後の値で判定）
・警報点 2 がデジットで割り切れない（有効桁数以下を四捨五入した後の値で判定）

63 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-3 Modbus/TCP 通信コマンド

6-3 Modbus/TCP 通信コマンド
アドレス 40251 - 40256 のレジスタにコマンドやパラメータを書き込むことで、以下の機能を実行します。
機能の実行は、コマンド（アドレス 40251）への書き込みがトリガとなります。
通常はコマンドとサブコマンド、また必要であればパラメータを 1 回のクエリで書き込んで実行しますが、コマンドだ
け書き込んだ場合はその時点のサブコマンド、パラメータを使って実行します。

注記 スロット 2 は 40507 - 40512 に、スロット 3 は 40763 - 40768 に、スロット 4 は 41019 - 41024 のレジスタに以下と同様にコマンドやパラメータを書き込むことで機能を実行します。

40251

40252

40253

40254

40255

40256

コマンド

サブコマンドパラメータ 1

パラメータ 2

パラメータ 3

パラメータ 4S
(0x0053)

－

－

－

－

メンテナンスモード
開始

E(0x0045)

－

－

－

－

メンテナンスモード
終了

0x0000－－－INHIBIT オフ

0x0001－－－INHIBIT オン

S(0x0053)

－

－

－

－

警報テスト開始

E(0x0045)

－

－

－

－

警報テスト終了

W(0x0057)

濃度値

－

－

－

警報テスト・濃度値
適用S(0x0053)

－

－

－

－

故障警報テスト開始

E(0x0045)

－

－

－

－

故障警報テスト終了

SB(0x5342)W(0x0057)

－

－

－

－

警報リセットSP(0x5350)W(0x0057)

－

－

－

－

エア校正実行

SZ(0x535A)

W(0x0057)

－

－

－

－

ゼロ校正実行

MM(0x4D4D)
GS(0x4753)RA(0x5241)RT(0x5254)W(0x0057)

機能

注記 警報テストのスロット指定は 1 つのみ有効です。複数のスロットを同時に指定した場合は、指定したうちの1 つが適用されます。

64 / 103

6. Modbus/TCP 通信について

6-3 Modbus/TCP 通信コマンド

注意 上記以外のコマンドを書き込んでも、例外レスポンスが返ることはありません。また、上記コマンドの実行結果が失敗の場合も同様です。Modbus/TCP のレスポンスは、あくまでも書き込みの成否に対する結果です。コマンド実行の成否は、ステータスや濃度値を読み込み直して判断してください。

65 / 103

7. PLC 通信について

7-1 PLC 通信仕様

7

PLC 通信について
7-1 PLC 通信仕様
PLC 通信の仕様は以下のとおりです。
項目
仕様
プロトコル
OMRON PLC 用：FINS/UDP
MELSEC PLC 用：MC/UDP
対応 PLCOMRON CJ・CS シリーズ
MELSEC Q シリーズ
データタイプ
Basic Data（Small）
Basic Data（Large）
Basic Data（Small） + Optional Data
Basic Data（Large） + Optional Data
Very Small
Very Small + Optional Data

注記
 PLC の取り扱い、仕様に関しては本取扱説明書の対象外です。ご使用になる PLC の取扱説明書を参照
してください。

66 / 103

7. PLC 通信について

7-2 PLC 通信データタイプ

7-2 PLC 通信データタイプ
7-2-1 Basic Data：Small
以下のデータを PLC へ書き込みます。
 警報ステータス、濃度値、警報点などの基本的な情報

PLC メモリ（D、E など）
PLC へ書き込み
スロット 1
未使用
スロット 2
GD-84D（Ethernet 仕様）

168WORD

未使用
スロット 3
未使用
スロット 4
未使用

67 / 103

16WORD
Basic Data: Small
26WORD
16WORD
Basic Data: Small
26WORD
16WORD
Basic Data: Small
26WORD
16WORD
Basic Data: Small
26WORD

GD-84D
書き込み
先頭アドレス

7. PLC 通信について

7-2 PLC 通信データタイプ

7-2-2 Basic Data：Large
以下のデータを PLC へ書き込みます。
 警報ステータス、濃度値、警報点などの基本的な情報
 日時、ガス名
以下のデータを PLC から読み込みます。
 警報動作設定、警報点などの設定変更のためのデータ

PLC メモリ（D、E など）
スロット 1
PLC へ書き込み

スロット 2168WORD
スロット 3
スロット 442WORD
Basic Data: Large

GD-84D
書き込み
先頭アドレス

42WORD
Basic Data: Large
42WORD
Basic Data: Large
42WORD
Basic Data: Large

GD-84D（Ethernet 仕様）

スロット 1
PLC から読み込み
スロット 2
88WORD
スロット 3
スロット 468 / 103

22WORD
Basic Data: Large
22WORD
Basic Data: Large
22WORD
Basic Data: Large
22WORD
Basic Data: Large

GD-84D
読み込み
先頭アドレス

7. PLC 通信について

7-2 PLC 通信データタイプ

7-2-3 Basic Data：Small + Optional Data
以下のデータを PLC へ書き込みます。
 警報ステータス、濃度値、警報点などの基本的な情報
以下のデータを PLC から読み込みます。
 各種名称、センサ型式、センサシリアル番号などの拡張データ
 各種名称などの変更のためのデータ
PLC メモリ（D、E など）
16WORD

PLC へ書き込み
スロット 1

Basic Data: Small

GD-84D
書き込み
先頭アドレス72WORD
Optional Data
16WORD

スロット 2

Basic Data: Small
72WORD
Optional Data

352WORD

16WORD
スロット 3

Basic Data: Small
72WORD
Optional Data
16WORD

GD-84D（Ethernet 仕様）

スロット 4

Basic Data: Small
72WORD
Optional Data

PLC から読み込み

スロット 1
スロット 2
224WORD
スロット 3
スロット 469 / 103

56WORD
Optional Data
56WORD
Optional Data
56WORD
Optional Data
56WORD
Optional Data

GD-84D
読み込み
先頭アドレス

7. PLC 通信について

7-2 PLC 通信データタイプ

7-2-4 Basic Data：Large + Optional Data
以下のデータを PLC へ書き込みます。
 警報ステータス、濃度値、警報点などの基本的な情報
 日時、ガス名
以下のデータを PLC から読み込みます。
 警報動作設定、警報点などの設定変更のためのデータ 各種名称、センサ型式、センサシリアル番号などの拡張データ
 各種名称などの変更のためのデータ
PLC メモリ（D、E など）
42WORD
PLC へ書き込み

スロット 1

Basic Data: Large

GD-84D
書き込み
先頭アドレス72WORD
Optional Data
42WORD

スロット 2

Basic Data: Large
72WORD
Optional Data

456WORD

42WORD
スロット 3

Basic Data: Large
72WORD
Optional Data
42WORD

スロット 4

Basic Data: Large
72WORD
Optional Data

GD-84D（Ethernet 仕様）
22WORD
スロット 1

Basic Data: Large
56WORD
Optional Data
22WORD

PLC から読み込み
スロット 2

Basic Data: Large
56WORD
Optional Data

312WORD

22WORD
スロット 3

Basic Data: Large
56WORD
Optional Data
22WORD

スロット 4

Basic Data: Large
56WORD
Optional Data

70 / 103

GD-84D
読み込み
先頭アドレス

7. PLC 通信について

7-2 PLC 通信データタイプ

7-2-5 Basic Data：Very Small
以下のデータを PLC へ書き込みます。
 警報ステータス、濃度値の情報
以下のデータを PLC から読み込みます。
 ポイントスキップ、メンテナンスモードのためのデータ

PLC メモリ（D、E など）
スロット 1

PLC へ書き込み

スロット 2
16WORD
スロット 3
スロット 4

4WORD
Basic Data: Very Small

GD-84D
書き込み
先頭アドレス

4WORD
Basic Data: Very Small
4WORD
Basic Data: Very Small
4WORD
Basic Data: Very Small

GD-84D（Ethernet 仕様）
スロット 1
PLC から読み込み

スロット 2
16WORD
スロット 3
スロット 471 / 103

4WORD
Basic Data: Very Small
4WORD
Basic Data: Very Small
4WORD
Basic Data: Very Small
4WORD
Basic Data: Very Small

GD-84D
読み込み
先頭アドレス

7. PLC 通信について

7-2 PLC 通信データタイプ

7-2-6 Basic Data：Very Small + Optional Data
以下のデータを PLC へ書き込みます。
 警報ステータス、濃度値の情報
 日時、ガス名
以下のデータを PLC から読み込みます。
 ポイントスキップ、メンテナンスモードのためのデータ 各種名称、センサ型式、センサシリアル番号などの拡張データ
 各種名称などの変更のためのデータ
PLC メモリ（D、E など）
4WORD
PLC へ書き込み

スロット 1

Basic Data: Very Small

GD-84D
書き込み
先頭アドレス72WORD
Optional Data
4WORD

スロット 2

Basic Data: Very Small
72WORD
Optional Data

304WORD

4WORD
スロット 3

Basic Data: Very Small
72WORD
Optional Data
4WORD

スロット 4

Basic Data: Very Small
72WORD
Optional Data

GD-84D（Ethernet 仕様）

4WORD
スロット 1

Basic Data: Very Small
56WORD
Optional Data
4WORD

PLC から読み込み

スロット 2

Basic Data: Very Small
56WORD
Optional Data

240WORD

4WORD
スロット 3

Basic Data: Very Small
56WORD
Optional Data
4WORD

スロット 4

Basic Data: Very Small
56WORD
Optional Data

72 / 103

GD-84D
読み込み
先頭アドレス

7. PLC 通信について

7-3 PLC 通信設定内容

7-3 PLC 通信設定内容
PLC 通信設定は、GAS DETECTOR MANAGER と本器で行うことができます。
GAS DETECTOR MANAGER で設定する場合は管理者モードでログインし、Network 画面で行います。
（‘5-7-2 ネットワーク・メール・PLC 通信関連の設定を変更する（Network）’参照）
本 器 で 設 定 す る 場 合 は 、 ‘ ガ ス 検 知 部 GD-84D シ リ ー ズ 取 扱 説 明 書 ’ の ‘ 7-10-18 ETHERNET 設 定（ETHERNET）’を参照してください。また、本器での通信設定の仕様詳細については、‘7-6 本器操作によるPLC 通信設定仕様’を参照してください。ただし、本器での設定には制限があります。
項目
PLC

FINS

説明

備考

PLC Mode

PLC Type、Type of Basic Data、Use
Optional Data を一括設定します。
また、Detector Write、Detector
Read のアドレスを自動設定します。

PLC Area

PLC Mode で自動設定するときの、ア
ドレスの決定に使用します。

PLC Type

PLC の通信タイプを選択します。
FINS を選択した場合は本表の FINSの設定が、MC を選択した場合は本表の MC の設定が使用されます。

Not Used：使用しない（デフォルト）
FINS：OMRON CJ・CS シリーズ
MC：MELSEC Q シリーズ

Type of Basic Data

ベーシックデータの種別を設定します。

Small：スモール
Largel：ラージ
Very Small：超スモール

Use Optional Data

オプションデータの使用の有無を設定します。

Yes：使用する
No：使用しない（デフォルト）

Interval

Min

最少送信間隔を設定します。
データ変化時、検知モードでない場合（警報時、メンテナンス状態時）の送信間隔です。

250 - 10000 msec
最小時間のデフォルト：1000 msec
（濃度変化有り）
最大時間のデフォルト：3000 msec
（濃度変化無し）

Max

最大送信間隔を設定します。
検知モード、データに変化がない場合の送信間隔です。

Timeout

PLC からの受信タイムアウト時間を設定します。
PLC への送信に対して、指定した時間が経過しても応答がない場合、応答待ちを中止します。［Interval］で設定した時間が経過すると、再度送信します。

IP Address

PLC の IP アドレスを設定します。

Port

UDP ポート番号を設定します。
73 / 103

1： 任意設定
2： FINS、Basic Data：Small、
Optional 使用しない
3： FINS、Basic Data：Large、Optional 使用しない
4： MC、Basic Data：Small、
Optional 使用しない
5： MC、Basic Data：Large、Optional 使用しない
6： FINS、Basic Data：Very
Small、Optional 使用しない
7： MC、Basic Data：Small、
Optional 使用しない

1 - 10 sec
デフォルト：5 sec

デフォルト：9600

7. PLC 通信について

7-3 PLC 通信設定内容

項目
Detector

PLC

Detector
Write

Detector
Read

MC

説明
Network
Address

本器のネットワークアドレスを設定します。（FINS 仕様上の設定値）

Node
Address

本器のノードアドレスを設定します。
（FINS 仕様上の設定値）

Unit
Number

本器のユニット番号（FINS 仕様上の設定値）

Network
Address

PLC のネットワークアドレスを設定します。（FINS 仕様上の設定値）

Node
Address

PLC のノードアドレスを設定します。
（FINS 仕様上の設定値）

Unit
Number

PLC のユニット番号を設定します。
（FINS 仕様上の設定値）

MemoryAddress

PLC への書き込みメモリアドレスを設定します。

Area TypePLC への書き込みメモリエリアを設定します。

MemoryAddress

PLC からの読み込みメモリアドレスを設定します。

Area Type

PLC からの読み込みメモリエリアを設定します。

IP Address

PLC の IP アドレスを設定します。

Port

UDP ポート番号を設定します。

PLC

Detector
Write

Detector
Read

Network
Address

PLC のネットワークアドレスを設定します。（MC 仕様上の設定値）

Node
Address

PLC のノードアドレスを設定します。
（MC 仕様上の設定値）

MemoryAddress

PLC への書き込み先頭メモリアドレスを設定します。

Area TypePLC への書き込みメモリエリアを設定します。

MemoryAddress

PLC からの読み込み先頭メモリアドレスを設定します。

Area Type

PLC からの読み込みメモリエリアを設定します。

74 / 103

備考

デフォルト：5000

7. PLC 通信について

7-4 PLC 通信データマップ

7-4 PLC 通信データマップ
7-4-1 Basic Data：Small＜書き込みデータマップ（GD-84D 書き込み領域）＞
アドレス
GD-84D
データ

項目

備考

0

ステータス

bit15：メンテナンス
bit14：テスト
bit13：INHIBIT
bit12：イニシャル
bit11：アラーム：RANGE OVER
bit10：煙検知
bit9：アラーム：2nd
bit8：アラーム：1st
bit7：異常：センサ
bit6：異常：通信（内部的に本体側 CPU と Ethernet 通信用
CPU の構成であり、本体側 CPU と Ethernet 通信用 CPU
はシリアル通信で交信しあっています。本体側 CPU と
Ethernet 通信用 CPU 間の通信異常を表します。）
bit5：異常：流量bit4：注意：流量bit2 - 3：濃度単位コード（00：vol%、01：%LEL、10：ppm、11：ppb）
bit0 - 1：小数点コード（00：1/1、01：1/10、10：1/100、11：1/1000）1

濃度値

符号付き整数（濃度値の有効数字を整数化）です。
この値にステータスの小数点コードの内容を乗算した値が実際の濃度値です。

2

生存確認用
カウンタ

送信ごとに増加する値です。
オーバーフロー時は 0 に戻ります。

3

流量

単位は mL/min です。

4

熱分解器温度

単位は℃（熱分解器がない場合は 0x8000）です。

5

IP アドレス（上位 16 ビット）

IP アドレスの前半です。
例）192.168.0.1 の場合は 0xC0A8

6

IP アドレス（下位 16 ビット）

IP アドレスの後半です。
例）192.168.0.1 の場合は 0x0001

7

サブネットマスク（上位 16 ビット）

サブネットマスクの前半です。
例）255.225.225.0 の場合は 0xFFFF

8

サブネットマスク（下位 16 ビット）

サブネットマスクの後半です。
例）255.225.225.0 の場合は 0xFF00

9

フラグ

bit11 - 12：スロット番号（0：スロット 1、1：スロット 2、2：スロット 3、3：スロット 4）
bit9 - 10：機種コード（0：70D、1：81D、2：84D）
bit8：故障新規フラグ
bit7：警報新規フラグ
bit6：感度補正（0：オフ、1：オン）
bit5：ゼロ追尾（0：オフ、1：オン）
bit4：サプレスタイプ（0：Cut off、1：Slope）
bit3：故障警報動作（0：自動復帰、1：自己保持）
bit2：ガス警報動作（0：自動復帰、1：自己保持）
bit0-1：警報タイプ（0：H-HH、1：L-LL、2：L-H）

75 / 103

7. PLC 通信について

アドレス

7-4 PLC 通信データマップ

項目

備考

10

フルスケール

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際のフルスケー
ルです。

11

1st 警報点

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際の 1st 警報点です。

12

2nd 警報点

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際の 2nd 警報点
です。

13

濃度値
3200 分割

フルスケールを 3200 とした時の相対値です。

14

1st 警報点
3200 分割

フルスケールを 3200 とした時の相対値です。

15

2nd 警報点
3200 分割

フルスケールを 3200 とした時の相対値です。

注意 メンテナンス中のときは、アドレス 1 の濃度値が負の値になることがあります。
濃度値により数値処理を行う場合は、負の値も考慮して設計してください。

76 / 103

7. PLC 通信について

7-4 PLC 通信データマップ

7-4-2 Basic Data：Large＜書き込みデータマップ（GD-84D 書き込み領域）＞
GD-84D
データ

コマンド
データ

アドレス

項目

備考

0 - 15濃度・警報ステータスなど

Basic Data（Small）と同じです。
（‘7-4-1 Basic Data：Small’参照）

16

日時（年・月）

上位バイト：年（下 2 桁）、下位バイト：月です。

17日時（日・時）上位バイト：日、下位バイト：時です。

18

日時（分・秒）

上位バイト：分、下位バイト：秒です。

19

警報遅延時間

単位は、10 ミリ秒です。

20

デジット

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際のデジットです。

21

ゼロサプレス値

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際のゼロサ
プレス値です。

22 - 27

ガス名

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

28 - 33（予約）

34

ポンプデューティ

35

（予約）

36

寿命データ

bit0 - 7：寿命予測割合
bit8 - 11：予約
bit12：劣化診断結果
bit13：使用済み判定
bit14：寿命判定
bit15：寿命機能有無

37

寿命データ 2

bit0 - 7：劣化診断割合

38

寿命データ 3センサ使用日数です。

39

（予約）

40

コマンド実行ステータス（GD-84D）

0：通常状態
1：処理中

41

コマンド実行結果

コマンド 1（設定変更）のとき（成功時：ビットオン、失敗時：ビットオフ）
bit12：感度補正
bit11：日時
bit10：ゼロ追尾
bit9：ゼロサプレスタイプ
bit8：ゼロサプレス値
bit7：警報遅延時間
bit6：故障警報動作
bit5：ガス警報動作
bit4：2nd 警報点
bit3：1st 警報点
bit2：警報タイプ
bit1：サブネットマスク
bit0：IP アドレス
コマンド 2～0：失敗
1：成功
77 / 103

7. PLC 通信について

7-4 PLC 通信データマップ

注意 メンテナンス中のときは、アドレス 1 の濃度値が負の値になることがあります。
濃度値により数値処理を行う場合は、負の値も考慮して設計してください。

＜読み込みデータマップ（GD-84D 読み込み領域）＞
アドレス
GD-84D
設定データ

備考

0

IP アドレス（上位 16 ビット）

IP アドレスの前半です。

1

IP アドレス（下位 16 ビット）

IP アドレスの後半です。

2

サブネットマスク（上位 16 ビット）

サブネットマスクの前半です。

3

サブネットマスク（下位 16 ビット）

サブネットマスクの後半です。

4

フラグ

bit3：故障警報動作（0：自動復帰、1：自己保持）
bit2：ガス警報動作（0：自動復帰、1：自己保持）
bit0 - 1：警報タイプ（0：H-HH、1：L-LL、2：L-H）

5

1st 警報点

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際の 1st
警報点です。

6

2nd 警報点

符号付き整数です
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際の 2nd
警報点です。

7日時（年・月）

上位バイト：年（下 2 桁）、下位バイト：月です。

8日時（日・時）上位バイト：日、下位バイト：時です。

9

日時（分・秒）

上位バイト：分、下位バイト：秒です。

10

警報遅延時間

単位は、10 ミリ秒。

11

ゼロサプレス値

符号付き整数です。
ステータスの小数点コードの内容をかけた値が実際のゼロ
サプレス値です。

12 - 15
コマンド
データ

項目

（予約）

16

コマンド実行ステータス（PLC）

0：通常状態
1：処理中

17

コマンドコード(‘7-5 PLC 通信コマンド’参照)

18

パラメータ

19 - 21（予約）

78 / 103

7. PLC 通信について

7-4 PLC 通信データマップ

7-4-3 Basic Data：Very Small＜書き込みデータマップ（GD-84D 書き込み領域）＞
アドレス
GD-84D
データ

項目

備考

0

ステータス

bit15：メンテナンス
bit14：テスト
bit13：INHIBIT
bit12：イニシャル
bit11：アラーム：RANGE OVER
bit10：煙検知
bit9：アラーム：2nd
bit8：アラーム：1st
bit7：異常：センサ
bit6：異常：通信
bit5：異常：流量bit4：注意：流量bit2 - 3：濃度単位コード（00：vol%、01：%LEL、10：ppm、11：ppb）
bit0 - 1：小数点コード（00：1/1、01：1/10、10：1/100、11：1/1000）1

濃度値

符号付き整数（濃度値の有効数字を整数化）です。
この値にステータスの小数点コードの内容を乗算した値が実際の濃度
値です。

2

生存確認用
カウンタ

送信ごとに増加する値です。
オーバーフロー時は、0 に戻ります。

3

（予約）

注意
 メンテナンス中のときは、アドレス 1 の濃度値が負の値になることがあります。
濃度値により数値処理を行う場合は、負の値も考慮して設計してください。

＜読み込みデータマップ（GD-84D 読み込み領域）＞
コマンド
データ

アドレス

項目

0

コマンド実行ステータス（PLC）

0：通常状態
1：処理中

1

コマンドコード(‘7-5 PLC 通信コマンド’参照)

2-3

備考

（予約）

79 / 103

7. PLC 通信について

7-4 PLC 通信データマップ

7-4-4 Optional Data
＜書き込みデータマップ（GD-84D 書き込み領域）＞

GD-84D
データ

コマンド
データ

アドレス
Basic Data
(Small)の場合

アドレス
Basic Data
(Large)の場合

アドレス
Basic Data
(Very Small)の場合

16 - 25

42 - 51

4 - 13

TAG 番号ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

26 - 35

52 - 61

14 - 23

装置名称

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

36 - 4562 - 71

24 - 33

測定場所

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

46 - 50

72 - 76

34 - 38

顧客コード

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

51 - 55

77 - 81

39 - 43

センサ型式

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

56 - 65

82 - 91

44 - 53

センサシリアル番号

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

66 - 67

92 - 9354 - 55

ユニット種別設定

ASCII 文字列です。
前詰めです。

68 - 85

94 - 111

56 - 73

（予約）

86

112

74

コマンド実行
ステータス（GD-84D）

0：通常状態
1：処理中

87

113

75

コマンド実行結果

コマンド 1（設定変更）のとき（成功時：ビットオン、失敗
時：ビットオフ）
bit3：顧客コード
bit2：測定場所
bit1：装置名称
bit0：TAG 番号
コマンド 2～（予約）
0：失敗
1：成功

項目

80 / 103

備考

7. PLC 通信について

7-4 PLC 通信データマップ＜読み込みデータマップ（GD-84D 読み込み領域）＞

GD-84D
設定データ

コマンド
データ

アドレス
Basic Data
(Small)の場合

アドレス
Basic Data
(Large)の場合

アドレス
Basic Data
(Very
Small)の場合

0-9

22 - 31

4 - 13

TAG 番号ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

10 - 1932 - 41

14 - 23

装置名称

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

20 - 2942 - 51

24 - 33

測定場所

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

30 - 34

52 - 56

34 - 38

顧客コード

ASCII 文字列です。
前詰め、空白はスペース（0x20）です。

35 - 49

57 - 71

39 - 53

（予約）

50

72

54

コマンド実行
ステータス（PLC）

0：通常状態
1：処理中

51

73

55

コマンドコード（‘7-5 PLC 通信コマンド’参照）

52

74

56

パラメータ

53 - 55

75 - 77

57 - 59（予約）項目

81 / 103

備考

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5 PLC 通信コマンド
Basic Data：Large、Basic Data：Very Small および Optional Data の GD-84D 設定データ、コマンド実行ステー
タス（PLC）、コマンドコード、パラメータを書き込んで各種の機能を実行します。

7-5-1 コマンド 1（設定変更）の発行
1［コマンド実行ステータス（PLC）］が“0”（通常状態）になっていることを確認する

2

コマンド 1（設定変更）を発行する(1) ［GD-84D 設定データ］の変更したい項目にデータを設定する（複数設定可）(2) ［コマンドコード］に“1”（設定変更）を設定する(3) ［パラメータ］の変更したい項目のビットをオンにした値を設定する（複数設定可）

3［コマンド実行ステータス（PLC）］に“1”（処理実行）を設定する

4［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“1”（処理完了）になっていることを確認する

5［コマンド実行ステータス（PLC）］に“0”（通常状態）を設定する
設定の変更に成功した場合は、［コマンド実行結果］の変更項目のビットがオンになります。
設定の変更に失敗した場合は、［コマンド実行結果］の変更項目のビットがオフになります。

注意 コマンドを発行してから、処理が完了するまでは、［GD-84D 設定データ］、［コマンドコード］、［パラメータ］の値は変更しないでください。

82 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-2 コマンド 2 - 9 の発行（Basic Data：Large のみ）
1［コマンド実行ステータス（PLC）］が“0”（通常状態）になっていることを確認する

2

コマンド 2 - 9 を発行する(1) ［GD-84D 設定データ］の変更したい項目にデータを設定する（複数設定可）(2) ［コマンドコード］に“2”から“9”のいずれかのコマンドを設定する(3) ［パラメータ］に“0”を設定する（コマンド 2 - 9 はパラメータ未使用）

3［コマンド実行ステータス（PLC）］に“1”（処理実行）を設定する

4［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“1”（処理完了）になっていることを確認する

5［コマンド実行ステータス（PLC）］に“0”（通常状態）を設定する
設定の変更に成功した場合は、［コマンド実行結果］が“1”になります。
設定の変更に失敗した場合は、［コマンド実行結果］が“0”になります。

注意 コマンドを発行してから、処理が完了するまでは、［GD-84D 設定データ］、［コマンドコード］、［パラメータ］の値は変更しないでください。

83 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-3 コマンド 10（警報テスト濃度設定）の発行（Basic Data：Large のみ）
1［コマンド実行ステータス（PLC）］が“0”（通常状態）になっていることを確認する

2

コマンド 10（警報テスト濃度設定）を発行する(1) ［GD-84D 設定データ］の変更したい項目にデータを設定する（複数設定可）(2) ［コマンドコード］に“10”（警報テスト濃度設定）を設定する(3) ［パラメータ］に警報テスト濃度値を設定する

3［コマンド実行ステータス（PLC）］に“1”（処理実行）を設定する

4［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“1”（処理完了）になっていることを確認する

5［コマンド実行ステータス（PLC）］に“0”（通常状態）を設定する
設定の変更に成功した場合は、［コマンド実行結果］が“1”になります。
設定の変更に失敗した場合は、［コマンド実行結果］が“0”になります。

注意 コマンドを発行してから、処理が完了するまでは、［GD-84D 設定データ］、［コマンドコード］、［パラメータ］の値は変更しないでください。

84 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-4 コマンド 3 - 6 の発行（Basic Data：Very Small のみ）
1［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“0”（通常状態）になっていることを確認する

2［コマンドコード］に“3”から“6”のいずれかのコマンドを設定する

3［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“1”（処理完了）になっていることを確認する

4［ステータス］の bit15：メンテナンス、および bit13：INHIBIT が指定した値になっていることを確認する

注意 コマンドを発行してから、処理が完了するまでは、［GD-84D 設定データ］、［コマンドコード］、［パラメータ］の値は変更しないでください。

85 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-5 Basic Data：Large コマンド関連データ
アドレス

GD-84D
書き込み
領域

GD-84D
読み込み
領域

項目

説明

40

コマンド実行ステータス（GD-84D）

0：通常状態
1：処理中

41

コマンド実行結果

コマンド 1（設定変更）のとき（成功時：ビットオン 失敗時：ビットオフ）
bit12：感度補正
bit11：日時
bit10：ゼロ追尾
bit9：ゼロサプレスタイプ
bit8：ゼロサプレス値
bit7：警報遅延時間
bit6：故障警報動作
bit5：ガス警報動作
bit4：2nd 警報点
bit3：1st 警報点
bit2：警報タイプ
bit1：サブネットマスク
bit0：IP アドレス
コマンド 2～
0：失敗
1：成功

アドレス

項目

0 - 15

各種設定データ

説明

16

コマンド実行ステータス（PLC）

0：通常状態
1：処理実行

17

コマンド

コマンドコードを設定します。

18

パラメータ、コマンドによる（下記の‘＜Basic Data：Large のコマンドコード＞’
参照）

86 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド＜Basic Data：Large のコマンドコード＞
コマンドコード

内容

パラメータ

1

設定変更

設定フラグ（下記の‘＜コマンドコード 1（設定変更）
時のパラメータ（設定フラグ）＞’参照）

2

ブザーストップ

未使用

3

INHIBIT オン

未使用

4

INHIBIT オフ

未使用

5

メンテナンスモード開始

未使用

6

メンテナンスモード終了

未使用

7

ゼロ校正実行未使用

8

警報テストモード開始

未使用

9

警報テストモード終了

未使用

10

警報テスト濃度設定

テスト濃度値11

エア校正実行

未使用＜コマンドコード 1（設定変更）時のパラメータ（設定フラグ）＞
同時に複数の項目を変更することもできます。この場合は同時に複数のビットをオンにしてください。
パラメータ
（ビット）

内容

bit15

（予約）

bit14

（予約）

bit13

（予約）

bit12

感度補正

bit11

日時

bit10

ゼロ追尾

bit9

ゼロサプレスタイプ

bit8

ゼロサプレス値

bit7

警報遅延時間bit6

故障警報動作bit5

ガス警報動作

bit4

2nd 警報点

bit3

1st 警報点

bit2

警報タイプ

bit1

サブネットマスク

bit0

IP アドレス

87 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-6 Basic Data：Very Small コマンド関連データ
アドレス
GD-84D
読み込み
領域

項目

説明

0

コマンド実行ステータス（PLC）

0：通常状態
1：処理実行

1

コマンド

コマンドコードを設定します。

＜Basic Data：Very Small のコマンドコード＞
コマンドコード

内容

パラメータ

3

INHIBIT オン

未使用

4

INHIBIT オフ

未使用

5

メンテナンスモード開始

未使用

6

メンテナンスモード終了

未使用

88 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-7 Optional Data コマンド関連データ
アドレス
Basic Data
(Small)の場合

アドレス
Basic Data
(Large)の場合

アドレス
Basic Data
(Very Small)
の場合

86

112

74

コマンド実行
ステータス（GD-84D）

0： 通常状態
1： 処理中

87

113

75

コマンド実行結果

コマンド 1（設定変更）の時（成功時ビット：オン 失敗時
ビット：オフ）bit3：顧客コード
bit2：測定場所
bit1：装置名称
bit0：TAG 番号
コマンド 2～（予約）
0：NG
1：OK

アドレス
Basic Data
(Small)の場合

アドレス
Basic Data
(Large)の場合

アドレス
Basic Data
(Very Small)
の場合

項目

説明

0 - 4922 - 71

4 - 53

各種設定データ

50

72

54

コマンド実行
ステータス（PLC）

0：通常状態
1：処理実行

51

73

55

コマンド

コマンドコードを設定する。

52

74

56

パラメータ、コマンドによる。

（下記の‘＜Optional Dataのコマンドコード＞’参照）

GD-84D
書き込み
領域

GD-84D
読み込み
領域

項目

説明

＜Optional Data のコマンドコード＞
コマンドコード
1

内容
設定変更

パラメータ
設定フラグ（下記の‘＜コマンドコード 1（設定変更）時のパラメータ（設定フラグ）＞’参照）

89 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド＜コマンドコード 1（設定変更）時のパラメータ（設定フラグ）＞
同時に複数の項目を変更することもできます。この場合は同時に複数のビットをオンにしてください。
パラメータ
（ビット）

内容

bit15

（予約）

bit14

（予約）

bit13

（予約）

bit12

（予約）

bit11

（予約）

bit10

（予約）

bit9

（予約）

bit8

（予約）

bit7

（予約）

bit6

（予約）

bit5

（予約）

bit4

（予約）

bit3

顧客コード

bit2

測定場所

bit1

装置名称

bit0

TAG 番号

90 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-8 警報点の設定変更
警報点の設定は以下のアドレスを使用します。
項目

アドレス

［GD-84D 設定データ（1st 警報点）］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：5［コマンド実行ステータス（PLC）］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：16［コマンドコード］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：17［パラメータ］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：18［コマンド実行ステータス（GD-84D）］

Basic Data：Large
GD-84D 書き込み領域アドレス：40［コマンド実行結果］

Basic Data：Large
GD-84D 書き込み領域アドレス：41

1st 警報点を“500”、2nd 警報点を“1000”に設定する場合は以下のように設定します。
1［コマンド実行ステータス（PLC）］が“0”（通常状態）になっていることを確認する

2

警報点を設定する(1) ［GD-84D 設定データ］に“500”を設定する(2) ［コマンドコード］に“1”（設定変更）を設定する(3) ［パラメータ］に“0x0018”を設定する“0x0018”は、コマンドコード 1（設定変更）時のパラメータ（設定フラグ）で 1st 警報点（bit3）と 2nd 警報点（bit4）をオンにした値です。

3［コマンド実行ステータス（PLC）］に“1”（処理実行）を設定する

4［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“1”（処理完了）になっていることを確認する

5［コマンド実行ステータス（PLC）］に“0”（通常状態）を設定する
設定の変更に成功した場合は、［コマンド実行結果］が“0x0018”になります。
（“0x0018”は、1st 警報点（bit3）と 2nd 警報点（bit4）がオンの値です。）
設定の変更に失敗した場合は、［コマンド実行結果］が“0x0000”になります。
（“0x0000”は、1st 警報点（bit3）と 2nd 警報点（bit4）がオフの値です。）

91 / 103

7. PLC 通信について

7-5 PLC 通信コマンド

7-5-9 INHIBIT の設定
INHIBIT の設定は以下のアドレスを使用します。
項目

アドレス

［コマンド実行ステータス（PLC）］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：16［コマンドコード］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：17［パラメータ］

Basic Data：Large
GD-84D 読み込み領域アドレス：18［コマンド実行ステータス（GD-84D）］

Basic Data：Large
GD-84D 書き込み領域アドレス：40［コマンド実行結果］

Basic Data：Large
GD-84D 書き込み領域アドレス：41

1［コマンド実行ステータス（PLC）］が“0”（通常状態）になっていることを確認する

2

INHIBIT のオン/オフを設定する(1) INHIBIT をオンにする場合は［コマンドコード］に“3”を、オフにする場合は、［コマンドコード］に“4”を設定
する(2) ［パラメータ］に“0”（パラメータ未使用）を設定する

3［コマンド実行ステータス（PLC）］に“1”（処理実行）を設定する

4［コマンド実行ステータス（GD-84D）］が“1”（処理完了）になっていることを確認する

5［コマンド実行ステータス（PLC）］に“0”（通常状態）を設定する
設定の変更に成功した場合は、［コマンド実行結果］が“1”になります。
設定の変更に失敗した場合は、［コマンド実行結果］が“0”になります。

92 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様
本器のメンテナンスモードの ETHERNET 設定（［2-10 SETTING2］の［SET-18 ETHERNET］）では［PLC Mode］に［1］ - ［7］、［PLC Area］に［0］ - ［15］を設定できます。（‘ガス検知部 GD-84D シリーズ取扱説明書’の‘7-10-18 ETHERNET 設定（ETHERNET）’参照）
本器の［PLC Mode］の設定が［2］ - ［7］、［PLC Area］の設定が［0］ - ［15］の場合、GAS DETECTORMANAGER の Network 画面には本器で設定した PLC の各モード、各メモリエリアに対応した以下の値が自動的に設定されます。なお、自動で設定された項目はグレー表示され、設定を変更することはできません。

③
④
①
②
⑤

⑥

①
②
⑥

93 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

本器の IP アドレスを IP1.IP2.IP3.IP4 とします。
項目①

IP Address※

②

Port※

③

Interval④

TimeOut⑤⑥

Detector

PLC［PLC Mode］（［2］ - ［7］の場合）

備考
0 - 254

IP1.IP2.IP3.PLC の IP4

default：251

0 -65535

default：9600(FINS)
default：5000(MC)Min

250 -10000

default：1000 msec

Max

250 -10000

default：3000 msec

1 - 10default：5 sec

Network Address

0 - 255

default：0(Node Adress)

0 - 255

Unit Number

0 - 255

default：0

Network Address

0 - 255

default：0(Node Adress)

0 - 255

Unit Number

0 - 255

IP4

PLC の IP4
default：0※ ［IP Address］と［Port］は［FINS］と［MC］で共通です。

注記 Network 画面は管理者モードでログインした場合に表示できます。
 グレー表示されている項目は、GAS DETECTOR MANAGER で設定を変更することはできません。
 本器の ETHERNET 設定で［PLC Mode］に［1］を設定した場合は、GAS DETECTOR MANAGER のNetwork 画面で通信設定を行うことができます。（‘4. PLC 通信の設定’参照）
 各項目の設定内容については、‘7-3 通信設定内容’を参照してください。

94 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

7-6-1 PLC Mode の設定
本器で［PLC Mode］に［2］ - ［7］を設定すると、Network 画面の以下の項目が自動的に設定されます。
設定される内容は、本器の IP アドレスごとに異なります。設定値は以下の表を参照してください。

［PLC Mode］の設定値［PLC Mode］の設定（［2］ - ［7］）により自動的に設定される項目注記 Network 画面は管理者モードでログインした場合に表示できます。

95 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様＜［PLC Mode］：［1］ - ［4］＞通信モード
[PLC Mode]

1

2

3

4

Not
use

FINS

FINS

MC

Small

Large

Small

default：1
PLC Type
Type of Basic
Data
MemoryAddress
IP アドレス
xxx.xxx.xxx.1
xxx.xxx.xxx.2
xxx.xxx.xxx.3
xxx.xxx.xxx.4
xxx.xxx.xxx.5
xxx.xxx.xxx.6
xxx.xxx.xxx.7
xxx.xxx.xxx.8
xxx.xxx.xxx.9
xxx.xxx.xxx.10
xxx.xxx.xxx.11
xxx.xxx.xxx.12
xxx.xxx.xxx.13
xxx.xxx.xxx.14
xxx.xxx.xxx.15
xxx.xxx.xxx.16
・・
xxx.xxx.xxx.164
xxx.xxx.xxx.165
xxx.xxx.xxx.166
xxx.xxx.xxx.167
xxx.xxx.xxx.168
xxx.xxx.xxx.169
xxx.xxx.xxx.170
xxx.xxx.xxx.171
xxx.xxx.xxx.172
xxx.xxx.xxx.173
xxx.xxx.xxx.174
xxx.xxx.xxx.175
xxx.xxx.xxx.176
xxx.xxx.xxx.177
xxx.xxx.xxx.178
xxx.xxx.xxx.179
xxx.xxx.xxx.180
・・
xxx.xxx.xxx.249
xxx.xxx.xxx.250
xxx.xxx.xxx.251

・
・

・
・

Detector
write

Detectorread

0 - 167
42 - 209
84 - 251
126 - 293
168 - 335
210 - 377
252 - 419
294 - 461
336 - 503
378 - 545
420 - 587
462 - 629
504 - 671
546 - 713
588 - 755
630 - 797
・・6846 - 7013
6888 - 7055
6930 - 7097
6972 - 7139
7014 - 7181
7056 - 7223
7098 - 7265
7140 - 7307
7182 - 7349
7224 - 7391
7266 - 7433
7308 - 7475
7350 - 7517
7392 - 7559
7434 - 7601
7476 - 7643
7518 - 7685
・・10416 - 10583
10458 - 10625

・
・
・
・
-

Detector
write

Detectorread

0 - 16710752 - 10839
42 - 209
10774 - 10861
84 - 251
10796 - 10883
126 - 293
10818 - 10905
168 - 335
10840 - 10927
210 - 377
10862 - 10949
252 - 419
10884 - 10971
294 - 461
10906 - 10993
336 - 503
10928 - 11015
378 - 545
10950 - 11037
420 - 587
10972 - 11059
462 - 629
10994 - 11081
504 - 671
11016 - 11103
546 - 713
11038 - 11125
588 - 755
11060 - 11147
630 - 797
11082 - 11169
・・・・6846 - 7013
14338 - 14425
6888 - 7055
14360 - 14447
6930 - 7097
14382 - 14469
6972 - 7139
14404 - 14491
7014 - 7181
14426 - 14513
7056 - 7223
14448 - 14535
7098 - 7265
14470 - 14557
7140 - 7307
14492 - 14579
7182 - 7349
14514 - 14601
7224 - 7391
14536 - 14623
7266 - 7433
14558 - 14645
7308 - 7475
14580 - 14667
7350 - 7517
14602 - 14689
7392 - 7559
14624 - 14711
7434 - 7601
14646 - 14733
7476 - 7643
14668 - 14755
7518 - 7685
14690 - 14777
・・・・
10416 - 10583
16208 - 16295
10458 - 10625
16230 - 16317
通信先 PLC の IP アドレスxxx：本器の IP アドレス

96 / 103

Detector
write

Detectorread

0 - 167
42 - 209
84 - 251
126 - 293
168 - 335
210 - 377
252 - 419
294 - 461
336 - 503
378 - 545
420 - 587
462 - 629
504 - 671
546 - 713
588 - 755
630 - 797
・・6846 - 7013
6888 - 7055
6930 - 7097
6972 - 7139
7014 - 7181
7056 - 7223
7098 - 7265
7140 - 7307
7182 - 7349
7224 - 7391
7266 - 7433
7308 - 7475
7350 - 7517
7392 - 7559
7434 - 7601
7476 - 7643
7518 - 7685
・・10416 - 10583
10458 - 10625

・
・
・
・
-

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様＜［PLC Mode］：［5］ - ［7］＞通信モード
[PLC Mode]default：1
PLC Type
Type of Basic
Data
MemoryAddress
IP アドレス

5

6

7

MC

FINS

MC

Large

Very Small

Very Small

Detector
write

Detector
read

Detector
write

Detector
read

Detector
write

Detector
read

xxx.xxx.xxx.1
xxx.xxx.xxx.2
xxx.xxx.xxx.3
xxx.xxx.xxx.4
xxx.xxx.xxx.5
xxx.xxx.xxx.6
xxx.xxx.xxx.7
xxx.xxx.xxx.8
xxx.xxx.xxx.9
xxx.xxx.xxx.10
xxx.xxx.xxx.11
xxx.xxx.xxx.12
xxx.xxx.xxx.13
xxx.xxx.xxx.14
xxx.xxx.xxx.15
xxx.xxx.xxx.16
・・

0 - 167
42 - 209
84 - 251
126 - 293
168 - 335
210 - 377
252 - 419
294 - 461
336 - 503
378 - 545
420 - 587
462 - 629
504 - 671
546 - 713
588 - 755
630 - 797
・・

10752 - 10839
10774 - 10861
10796 - 10883
10818 - 10905
10840 - 10927
10862 - 10949
10884 - 10971
10906 - 10993
10928 - 11015
10950 - 11037
10972 - 11059
10994 - 11081
11016 - 11103
11038 - 11125
11060 - 11147
11082 - 11169
・・

0 - 154 - 198 - 2312 - 27
16 - 31
20 - 35
24 - 39
28 - 43
32 - 47
36 - 51
40 - 55
44 - 59
48 - 63
52 - 67
56 - 71
60 - 75・・1024 - 1039
1028 - 1043
1032 - 1047
1036 - 1051
1040 - 1055
1044 - 1059
1048 - 1063
1052 - 1067
1056 - 1071
1060 - 1075
1064 - 1079
1068 - 1083
1072 - 1087
1076 - 1091
1080 - 1095
1084 - 1099
・・

0 - 154 - 198 - 2312 - 27
16 - 31
20 - 35
24 - 39
28 - 43
32 - 47
36 - 51
40 - 55
44 - 59
48 - 63
52 - 67
56 - 71
60 - 75・・1024 - 1039
1028 - 1043
1032 - 1047
1036 - 1051
1040 - 1055
1044 - 1059
1048 - 1063
1052 - 1067
1056 - 1071
1060 - 1075
1064 - 1079
1068 - 1083
1072 - 1087
1076 - 1091
1080 - 1095
1084 - 1099
・・

xxx.xxx.xxx.164
xxx.xxx.xxx.165
xxx.xxx.xxx.166
xxx.xxx.xxx.167
xxx.xxx.xxx.168
xxx.xxx.xxx.169
xxx.xxx.xxx.170
xxx.xxx.xxx.171
xxx.xxx.xxx.172
xxx.xxx.xxx.173
xxx.xxx.xxx.174
xxx.xxx.xxx.175
xxx.xxx.xxx.176
xxx.xxx.xxx.177
xxx.xxx.xxx.178
xxx.xxx.xxx.179
xxx.xxx.xxx.180
・・6846 - 7013
6888 - 7055
6930 - 7097
6972 - 7139
7014 - 7181
7056 - 7223
7098 - 7265
7140 - 7307
7182 - 7349
7224 - 7391
7266 - 7433
7308 - 7475
7350 - 7517
7392 - 7559
7434 - 7601
7476 - 7643
7518 - 7685
・・

14338 - 14425
14360 - 14447
14382 - 14469
14404 - 14491
14426 - 14513
14448 - 14535
14470 - 14557
14492 - 14579
14514 - 14601
14536 - 14623
14558 - 14645
14580 - 14667
14602 - 14689
14624 - 14711
14646 - 14733
14668 - 14755
14690 - 14777
・・652 - 667
656 - 671
660 - 675
664 - 679
668 - 683
672 - 687
676 - 691
680 - 695
684 - 699
688 - 703
692 - 707
696 - 711
700 - 715
704 - 719
708 - 723
712 - 727
716 - 731
・・

1676 - 1691
1680 - 1695
1684 - 1699
1688 - 1703
1692 - 1707
1696 - 1711
1700 - 1715
1704 - 1719
1708 - 1723
1712 - 1727
1716 - 1731
1720 - 1735
1724 - 1739
1728 - 1743
1732 - 1747
1736 - 1751
1740 - 1755
・・652 - 667
656 - 671
660 - 675
664 - 679
668 - 683
672 - 687
676 - 691
680 - 695
684 - 699
688 - 703
692 - 707
696 - 711
700 - 715
704 - 719
708 - 723
712 - 727
716 - 731
・・

1676 - 1691
1680 - 1695
1684 - 1699
1688 - 1703
1692 - 1707
1696 - 1711
1700 - 1715
1704 - 1719
1708 - 1723
1712 - 1727
1716 - 1731
1720 - 1735
1724 - 1739
1728 - 1743
1732 - 1747
1736 - 1751
1740 - 1755
・・

xxx.xxx.xxx.249
xxx.xxx.xxx.250
xxx.xxx.xxx.251

10416 - 10583
10458 - 10625

16208 - 16295
16230 - 16317

992 - 1007
2016 - 2031
996 - 1011
2020 - 2035
通信先 PLC の IP アドレス992 - 1007
996 - 1011

2016 - 2031
2020 - 2035

xxx：本器の IP アドレス

97 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

注記 GAS DETECTOR MANAGER の Network 画面で通信設定を詳細にする場合は、本器の ETHERNET
設定で［PLC Mode］を［1］に設定してください。（‘4. PLC 通信の設定’参照）

注意 PLC の IP アドレスは、xxx.xxx.xxx.251 で固定となります。（xxx は本器の IP アドレス）
 PLC の IP アドレスと、IP アドレス xxx.xxx.xxx.252 以降は使用できません。（xxx は本器の IP アドレス）
 ［PLC Mode］が［2］ - ［7］の場合、本器 1 台で IP アドレス 4 つ分の領域を使用します。使用する領域が重ならないように、IP アドレスは 4 つ以上空けて割り当ててください。
 Very Small の設定をする場合は他の PLC Mode との混在はできません。

98 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

7-6-2 PLC Area の設定［PLC Area］に［1］ - ［15］を設定すると、Network 画面の以下の項目が自動的に設定されます。
設定値は以下の表を参照してください。

［PLC Area］の設定値［PLC Area］の設定（［1］ - ［15］）により自動的に設定される項目

注記 Network 画面は管理者モードでログインした場合に表示できます。

99 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様［PLC Mode］（［1］ - ［5］の場合）［PLC Area］（PLC メモリエリア）
default：3

FINS

MC

［PLC Mode］（［6］ - ［7］の場合）
FINS

MC

0

E0(0)

ZR(0)

E0(0)

ZR(0)

1

E1(0)

ZR(32768)

E0(2048)

ZR(2048)2

E2(0)ZR(65536)

E0(4096)

ZR(4096)3

E3(0)ZR(98304)

E0(6144)

ZR(6144)4

E4(0)ZR(131072)

E0(8192)

ZR(8192)5

E5(0)ZR(163840)

E0(10240)

ZR(10240)

6

E6(0)

ZR(196608)

E0(12288)

ZR(12288)

7

E7(0)

ZR(229376)

E0(14336)

ZR(14336)

8

E8(0)

ZR(262144)

E0(16384)

ZR(16384)

9

E9(0)

ZR(294912)

E0(18432)

ZR(18432)10

E10(0)

ZR(327680)

E0(20480)

ZR(20480)11

E11(0)ZR(360448)

E0(22528)

ZR(22528)12

E12(0)ZR(393216)

E0(24576)

ZR(24576)13

E13(0)ZR(425984)

E0(26624)

ZR(26624)14

E14(0)ZR(458752)

E0(28672)

ZR(28672)15

E15(0)ZR(491520)

E0(30720)

ZR(30720)

注記 ［MC］の場合は、（）内の数値が［Memory Address］のオフセット値となります。

100 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

通信設定例）オムロン PLC

ガス検知器
1 台目

ガス検知器
2 台目

PLC

PLC

Detector

Detector

Mode

Area

write

read

3

3

E3

E3

0~41

10752~10773

GD-84D

E3

E3

A1

42~83

10774~10795

E3

E384~12510796~10817

E3

E3

126~16710818~10839

E3

E3

168~209

10840~10861

E3

E3

210~25110862~10883

-

-

型式

IP アドレス

GD-70D

192.168.0.1

A2
192.168.0.2

3

3

B1

B2
ガス検知器
3 台目
通信先 PLC

GD-81D
オムロン
CJ シリーズ

192.168.0.6

3

3

192.168.0.251--※いずれの機器もサブネットマスクは「255.255.255.0」とします

101 / 103

7. PLC 通信について

7-6 本器操作による PLC 通信設定仕様

通信設定例）三菱電機 PLC
PLC

PLC

Detector

Detector

Mode

Area

write

read

GD-84D

ZR

ZR

A165536~65577

76288~76309

GD-84D

ZR

ZR

65578~65619

76310~76331

ZR

ZR

B1

65620~65661

76332~76353

GD-84D

ZR

ZR

B2

65662~65703

76354~76375

GD-84D

ZR

ZR

A1

65704~65745

76376~76397

ZR

ZR

65746~65787

76398~76419

ZR

ZR

65788~65829

76420~76441

ZR

ZR

65830~65871

76442~76463

-

-

型式

ガス検知器

A2

1 台目

GD-84D

ガス検知器
2 台目

IP アドレス

192.168.0.1

5

2

A2
192.168.0.5

5

2

B1

B2

通信先 PLC

三菱電機
Ｑシリーズ

192.168.0.251-※いずれの機器もサブネットマスクは「255.255.255.0」とします

102 / 103

-

改訂履歴
版

改訂内容

発行日

0

初版

2021/1/25

１

PLC 省メモリ設定機能追加

2023/1/23