電力量メータ
ＸＷ－９６
取扱説明書

本ﾒｰﾀを正しくご使用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。
お読みになった後、いつでも見られるところに大切に保管ください。

安全にご使用いただくための注意点
1.使用環境や使用条件について以下のような場所では使用しないでください。
・周囲温度が使用温度範囲(-10～55℃)を超える場所。
・周囲湿度が使用湿度範囲(30～85%RH)を超える又は結露する場所。
・腐食性ガス、粉塵、塩分、油煙の多い場所。
・雨水、水滴のかかる場所。
・直射日光の当たる場所。
・標高 1000m を超える場所。
2.取付･接続について
・安全のために取付･接続は電気工事などの専門知識を有する方が行ってください。
・本ﾒｰﾀを落下させないように注意してください。
・感電などの事故防止のため、活線工事はしないください。
・接続は接続図を十分に確認のうえ、行ってください。
・接続時に電線の切れ端等の異物が内部に侵入しないように注意してください。
・適切な電線ｻｲｽﾞで接続してください。
・より線で接続する場合は、電線ｻｲｽﾞに適合した棒端子を使用してください。
・電源部･電圧部の端子は強い力で引っ張った場合、抜ける恐れがありますので、注意してください。
・端子ネジの締め付けは規定のﾄﾙｸで締めてください(増し締めの実施をお勧めいたします) 。
・入出力信号線･伝送信号線は、動力線や高圧線及びﾉｲｽﾞの発生源となる電線に結束するなど近くに配線しないようにしてください。
・通信付の場合、通信線の終端には終端抵抗を接続してください。
3.ご使用前の確認点について
・電源電圧･入力電圧･入力電流･周波数が仕様範囲内であることを確認してください。
・相線式･VT 比･CT 比等の設定値が正しく設定されていることを確認してください。
・通信付の場合、通信局番･通信速度等の設定値が正しく設定されていることを確認してください。
4.ご使用方法について
・本ﾒｰﾀは電気料金の取引用としてご使用いただけません。
・ｽｲｯﾁ操作時に必要以上に強い力を加えないでください。
・ｽｲｯﾁ操作は本書を確認しながら行ってください。
・本ﾒｰﾀを分解･改造して使用しないでください。
・設定中に停電した場合、正しく設定されません。復電後、再設定をおこなってください。
・停電中は電力量の計量、通信をしません。
5.保管方法について以下のような場所では保管しないでください。
・周囲温度が保存温度範囲(-25～75℃)を超える場所。
・周囲湿度が保存湿度範囲(30～85%RH)を超える又は結露する場所。
・腐食性ガス、粉塵、塩分、油煙の多い場所。
・雨水、水滴のかかる場所。
・直射日光の当たる場所。
・標高 1000m を超える場所。

【保証】
本製品は海外向けに開発した電力量ﾒｰﾀで、納入後１ヶ年以内に製造者の責任と明らかに認められる不具合に対しては、無償で交換致しますが、修理や不具合の調査は実施いたしません。
又、ここで言う保証とは、納入品単体の保証を言い、納入品の故障に起因する損害については、補償範囲外とさせていただきます。
但し、下記のような場合には、保証期間中であっても補償対象外とさせていただきます。
(1)誤った使用方法あるいは取扱上の不注意による故障や損傷。
(2)不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
(3)お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
(4)地震、火災、風水害、公害その他の天災地変、異常電圧によって生じた故障や損傷。
【注意事項】
本製品は一般的な計測装置であり、特別な品質･信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途(航空･宇宙用･海底中継器･原子力制御システム･交通機器･医療機器･安全装置等)にご使用をお考えの際は、事前に弊社営業窓口までご相談ください。

1目次【1】概要 ........................................................................................................................................................... 3【2】形名 ........................................................................................................................................................... 3【3】仕様 ........................................................................................................................................................... 4(1)参考規格 ......................................................................................................................................................... 4(2)最大定格 ......................................................................................................................................................... 4(3)定格 ................................................................................................................................................................ 4(4)計測項目及び許容限度.................................................................................................................................... 4(5)表示仕様 ......................................................................................................................................................... 4(6) ｵﾌﾟｼｮﾝ ........................................................................................................................................................... 4(7)絶縁抵抗試験 .................................................................................................................................................. 4(8)電圧試験 ......................................................................................................................................................... 4(9)使用条件 ......................................................................................................................................................... 4(10)停電補償 ....................................................................................................................................................... 4(11)消費電力 ....................................................................................................................................................... 4【4】外形 ............................................................................................................................................................... 5(1)外形寸法図 ..................................................................................................................................................... 5(2)質量 ................................................................................................................................................................ 5【5】パネル取付について ...................................................................................................................................... 5(1)ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ寸法 .................................................................................................................................................... 5(2)ﾊﾟﾈﾙ取付方法 .................................................................................................................................................. 5(3)ｹｰｽ仕様 ........................................................................................................................................................... 5(4)端子番号 ......................................................................................................................................................... 5【6】接続図 ........................................................................................................................................................... 6(1)三相 4 線 ......................................................................................................................................................... 6(2)三相 3 線 ......................................................................................................................................................... 6(3)単相 2 線 ......................................................................................................................................................... 6(4)RS-485(MODBUS)通信 ................................................................................................................................. 6(5)RS-485(MODBUS)通信の配線の注意点 ........................................................................................................ 7【7】表示仕様 ........................................................................................................................................................ 8【8】操作ｽｲｯﾁ ........................................................................................................................................................ 8【9】運転について ................................................................................................................................................. 9(1)起動時の動作 .................................................................................................................................................. 9(2)表示切替 ......................................................................................................................................................... 9【10】設定について ............................................................................................................................................... 9(1)設定操作について ........................................................................................................................................... 9(2)基本設定ﾓｰﾄﾞ ................................................................................................................................................ 10(3)拡張設定ﾓｰﾄﾞ ................................................................................................................................................ 132

【1】概要電力量ﾒｰﾀは単相２線、三相 3 線あるいは三相 4 線の電力量を計測し、8 桁の 7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ LED で表示及び MODBUS 通信(通信付を選択した場合)する計器です。

【2】形名

ＸＷ－９６－① ② ③－④①②相線式

電圧入力定格単相２線設定99③

単相 2 線・三相 3 線･三相 4 線(設定切替)

三相３線設定三相４線設定110V･220V(設定切替)
110V･220V･440V(設定切替)
110/√3V･220/√3V･440/√3V(設定切替)④
ｵﾌﾟｼｮﾝ00

無M0RS-485(Modbus)

3

電流入力定格55A

【3】仕様(1)参考規格(5)表示仕様IEC62053-21､IEC60529､IEC61000-4-2､IEC61000-4-4､IEC61000-4-5､IEC610004-11
IEC61010-1､IEC62052-11(2)最大定格(2-1)電源部
最大定格
AC 供給
DC 供給

備

考

AC264V(43～67Hz)
DC143V

最大定格電流備

赤色

通信ﾗﾝﾌﾟ

LED

緑色

ＩＮＴﾗﾝﾌﾟ
単位
更新周期

LED
LED緑色赤色考AC6A
AC110V 設定
AC220V 設定

電圧（線間電圧）周波数
力率AC150V
AC300V45～65Hz0(capacitive)～100～0(inductive)
AC110V 設定
600W
AC220V 設定
1200W

電力※
電流

設定切替
MODBUS 通信

周波数
力率

ﾃﾞｰﾀ形式
終端抵抗

AC150V
AC300V
AC500V45～65Hz0(capacitive)～100～0(inductive)
AC110V 設定
1200W
AC220V 設定
2400W

電力※

AC440V 設定
電流

周波数力率電力※

考

備考

0～247
9600･19200bps
調歩同期方式(非同期方式)
ﾎﾟｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ方式(半二重ﾓｰﾄﾞ)
RTU
ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ:1 ﾋﾞｯﾄ
ﾃﾞｰﾀ:8 ﾋﾞｯﾄﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ:無･偶数･奇数
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ:1･2 ﾋﾞｯﾄ100Ω(端子部で挿入)

設定切替
設定切替

※詳細な仕様は通信仕様書をご参照お願いします。
設定切替(7)絶縁抵抗試験
電圧試験
電気回路端子一括
電流入力端子一括
電圧入力端子一括補助電源端子一括
MODBUS 通信端子一括

設定切替

4800W

AC6A
AC110/√3V 設定
AC150/√3V
AC220/√3V 設定
AC300/√3V
AC440/√3V 設定
AC500/√3V
45～65Hz0(capacitive)～100～0(inductive)
AC110/√3V 設定
1200W
AC220/√3V 設定
2400W
AC440/√3V 設定
4800W

電圧
（相電圧）

備

整数部 7 桁
小数点以下 1 桁(最大 4 桁)
SD：送信中に点滅
RD：受信中に点滅
電力量計量中に点滅
kWh、MWh
0.5 秒仕様
通信局番
通信速度
同期方式
通信制御方式使用ｺｰﾄﾞ

設定切替

AC6A
AC110V 設定
AC220V 設定
AC440V 設定

電圧（線間電圧）

三相４線表示色項目

相線式

三相３線表示形式
7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ LED(8 桁)(6) ｵﾌﾟｼｮﾝ(2-2)入力部

単相２線項目
電力量表示

⇔⇔⇔⇔⇔

ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ

DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上
DC500V ﾒｶﾞｰで 100MΩ以上※ｹｰｽを導電性の薄膜(薄膜はｱｰｽに接続)で包んで試験

設定切替(8)電圧試験
電圧試験

設定切替

電気回路端子一括
電流入力端子一括
電圧入力端子一括
補助電源端子一括
MODBUS 通信端子一括※最大入力を超える電力が入力された場合、電力量は最大入力値で計量しますのでご注意ください。

(3)定格⇔⇔⇔⇔⇔

ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ
他回路端子一括・ｹｰｽ

AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間
AC2000V 50/60Hz 1 分間

※ｹｰｽを導電性の薄膜(薄膜はｱｰｽに接続)で包んで試験(3-1)電源部
定格電圧
AC 供給
DC 供給

備

考(9)使用条件

AC100V､AC200V(50､60Hz)
DC110V

使用条件
材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ(3-2)入力部
相線式

単相２線

三相３線

入力定格電流AC5A

電圧（線間電圧）
周波数
電流

AC110V 設定
AC110V
AC220V 設定
AC220V
50/60Hz
AC5A
AC110V 設定
AC220V 設定
AC440V 設定
50/60Hz
AC5A
AC110/√3V 設定
AC110/√3V
AC220/√3V 設定
AC220/√3V
AC440/√3V 設定
AC440/√3V
50/60Hz電圧（線間電圧）
周波数
電流

三相４線

備電圧
（相電圧）
周波数

考

設定切替

電力量

規格

IEC62053-21
CLASS1

Ⅲ
1

汚染度

2

使用温度

-10～55℃

使用湿度30～85%RH(結露なきこと)

防塵･防水設置
その他（保存温度－25～75℃）(保存湿度 30～85%RH)

1000m 以下ﾌﾛﾝﾄﾊﾟﾈﾙ:IP50
ｹｰｽ:IP30
直射日光のあたらない場所に設置して下さい。
塵埃の少ない場所に設置して下さい。
腐食性ガスのある場所では使用しないでください。

補助電源が停電した場合、CT 比・VT 比等の設定値及び電力量は内部の不揮発性ﾒﾓﾘに記憶します。

(11)消費電力
力率

負荷条件

許容限度

1.0

2-5%
5-120%
5-10%
10-120%
5-10%
10-120%

±1.5%
±1.0%
±1.5%
±1.0%
±1.5%
±1.0%

0.5(inductive)
0.8(capacitive)件(10)停電補償設定切替(4)計測項目及び許容限度
計測項目

設置ｶﾃｺﾞﾘｰ
感電保護ｸﾗｽ

標高AC110V
AC220V
AC440V

条Ⅲ

補助電源

VT 回路
CT 回路

4AC100V

4VA(max.)

AC200V

4VA(max.)

DC110V

2W(max.)AC110V
AC220V
AC440V
5A

0.8VA(max.)
0.8VA(max.)
0.8VA(max.)
1VA(max.)

【4】外形(3)ｹｰｽ仕様(1)外形寸法図ABS 樹脂(UL94 Vo)

黒色

809696(4)端子番号

前面

側面

端子番号
123456締付ﾄﾙｸ:0.5N･m

締付ﾄﾙｸ:0.4N･m

背面

(2)質量

端子名
P
N
V1V2V3VN

用途
電源

電圧入力

端子番号
789101112131415161718

端子名
1S
1L
2S
2L
3S
3L
NC
NC
NC+SL

用途

電流入力

MODBUS通信

約 400g【5】パネル取付について(1)ﾊﾟﾈﾙｶｯﾄ寸法
90.5±0.3mm

90.5±0.3mm

ﾊﾟﾈﾙの板厚は 1.6～3.2mm(2)ﾊﾟﾈﾙ取付方法

4 角の取付具をﾊﾟﾈﾙに密接するように奥まで差し込む
XW-96

ﾊﾟﾈﾙ

取付具(XW-96 付属品､4 個)取付具は 4 角を奥まで差し込んでください
XW-96 と 4 個の取付具でﾊﾟﾈﾙを挟み込むように取付ける

5【6】接続図(1)三相 4 線

･電圧ﾀﾞｲﾚｸﾄ入力の場合、VT は必要ありません。
･低圧回路では VT･CT の接地は不要です。
･安定した計量のために V1-VN 間に電圧を入力ください。

電源側
12(4)RS-485(MODBUS)通信

3 N
V1V2V3VN
補助電源- +N P

ｼｰﾙﾄﾞ付 2 芯ｹｰﾌﾞﾙ(より線)+SL

1S
1L
2S
2L
3S
3L
負荷側

(2)三相 3 線
電源側
1 2 3･電圧ﾀﾞｲﾚｸﾄ入力の場合、VT は必要ありません。
･低圧回路では VT･CT の接地は不要です。
･安定した計量のために V1-V2 間に電圧を入力ください。
V1V2V3
補助電源- +N P

1S
1L
3S3L
負荷側

(3)単相 2 線
電源側
1 2
V1VN
補助電源
- +N P

1S
負荷側

1L

6-

(5)RS-485(MODBUS)通信の配線の注意点･配線はﾏﾙﾁﾄﾞﾛｯﾌﾟ接続を行って下さい。
･配線の末端の両側の機器に終端抵抗を接続ください。
(機器は RS485 変換器も含みます)･最大接続台数は 32 台(RS485 変換器も含みます)･ｹｰﾌﾞﾙ長は最大 1000m･ｼｰﾙﾄﾞは C 種以上で 1 点接地してください
RS485 変換器

終端抵抗
ｼｰﾙﾄﾞは C 種以上で 1 点接地としてください

終端抵抗
最大接続台数:32 台
最大ｹｰﾌﾞﾙ長:1000m

終端抵抗※ｹｰﾌﾞﾙ延長及び 32 台以上接続したい場合は、ﾘﾋﾟｰﾀを設置ください。

リピータ弊社推奨品
形名：ＰＳＭ－ＭＥ－ＲＳ４８５／ＲＳ４８５
メーカー：ＰＨＯＥＮＩＸ ＣＯＮＴＡＣＴ

RS485 変換器

終端抵抗

ﾘﾋﾟｰﾀ

終端抵抗
最大接続台数:32 台
最大ｹｰﾌﾞﾙ長:1000m

最大接続台数:32 台
最大ｹｰﾌﾞﾙ長:1000m･屋外配線となる場合は､最も屋外に近い機器の通信端子に近接して避雷器を設置ください。

ｼｰﾙﾄﾞは C 種以上で 1 点接地としてください

避雷器

7【7】表示仕様

赤色 7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ LED(小数点込みで 8 桁)
電力量､設定項目･設定値を表示します
SD･RD ﾗﾝﾌﾟ(緑色 2 灯)
通信中､点滅します(SD:送信中､RD:受信中)

kWh･MWh ﾗﾝﾌﾟ(赤色 2 灯)
表示中の電力量の該当する単位を点灯します(点灯)INT ﾗﾝﾌﾟ(緑色 1 灯)
電力量計量中､点滅します

赤色 7 ｾｸﾞﾒﾝﾄ LED の表示文字は､下表を参考に読み替えてください
０１２３４５６７８９Ａ

Ｂ

Ｃ

ＤＥ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

ＪＫ

Ｌ

Ｍ

ＮＯ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

Ｓ

Ｔ

Ｕ

Ｖ

Ｗ

Ｘ

ＹＺ♯

＄/

SP

【8】操作ｽｲｯﾁ[SET]ｽｲｯﾁ
表示画面

ｽｲｯﾁ操作[SET]押下中

計測画面

設定画面

[+]
[-]
[DISPLAY][SET]と[+]長押し[SET]と[-]長押し[+]と[-]押下中
[SET]
[+]
[-]
[DISPLAY][+]ｽｲｯﾁ[-]ｽｲｯﾁ[DISPLAY]ｽｲｯﾁ

機能
単位が MWh の場合
電力量の整数部 1 桁､小数点以下 7 桁を表示します
単位が kWh の場合
電力量の整数部 4 桁､小数点以下 4 桁を表示します
無効
無効
電力量の表示単位切替
基本設定ﾓｰﾄﾞへ移動します
拡張設定ﾓｰﾄﾞへ移動します
ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝを表示します
設定ﾓｰﾄﾞの選択及び設定値の桁移動､設定値を決定します
次の画面へ移動あるいは設定値を変更します
前の画面へ移動あるいは設定値を変更します
上の画面へ戻ります(設定変更中の場合は、設定値をｷｬﾝｾﾙします)8【9】運転について(1)起動時の動作
XW-96 に電源を投入した場合､以下のように動作します。

数秒間全点灯数秒間ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ表示

計測画面表示(単位は kWh で表示します)(2)表示切替[DISPLAY][DISPLAY]ｽｲｯﾁを押すことで電力量の表示単位を kWh または MWh に切替します。

【10】設定について(1)設定操作について[SET]と[-]を長押し[SET]と[+]を長押し設定番号

設定名又は設定値

設定名

設定値

基本設定ﾓｰﾄﾞへ

拡張設定ﾓｰﾄﾞへ

基本設定ﾓｰﾄﾞ(P.9～11)
相線式､CT 比､VT 比､使用周波数､通信関係の設定をします。
拡張設定ﾓｰﾄﾞ(P.12～13)
電力量ﾘｾｯﾄ､ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの設定をします。

9

(2)基本設定ﾓｰﾄﾞ(2-1)設定ﾌﾛｰ[SET]と[+]
長押し
計測画面

[+]

[+]

[+]

[-]

[-]

[-]

01 相線式の設定
P.10

03 CT 一次側定格設定
P.10

02 CT 二次側定格設定
P.10

04 VT 二次側定格設定
P.10[DISPLAY]
[-]

[-]

[+]

[DISPLAY][DISPLAY]

[-]

[+]

[+]09 通信ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ設定
P.11

設定機能
相線式設定
CT 二次側定格設定
CT 一次側定格設定
VT 二次側定格設定
VT 一次側定格設定
使用周波数設定
通信局番
通信速度
ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

[-]

[-]

[+]

[+]
07 通信局番設定
P.11

08 通信速度設定
P.11(2-2)初期値(工場出荷時設定)
名称
TYPE
CT.SE
CT.PR
VT.SE
VT.PR
HZ
ADR
BPS
PAR
STP

[-]

[DISPLAY]

[-]

設定番号
0102
03
04
05
06
07
08
09
10

05 VT 一次側定格設定
P.10

計測画面

10 通信ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ設定
P.11[+]

初期値
3P4W
0005
0005
44000440
50001
19200
EVEN
110[+]

06 使用周波数設定
P.10(2-3)設定方法
設定 10(P.11)[+][-]

01 相線式設定：計測する相線式を設定します[SET]と[+]
長押し

[SET]

[SET]

[DISPLAY][SET][DISPLAY]

設定値が点滅しますので､点滅中に[+],[-]で設定値を変更ください。
設定値
1P2W
3P3W
3P4W

計測画面

設定内容
単相２線
三相３線
三相４線

[+]
[-]

02 CT 二次側設定値表示：XW-96 への入力電流の定格値を表示します※設定変更はできません
[SET]

計測画面
[DISPLAY][DISPLAY][+][-]

03 CT 一次側設定値表示：CT 一次側定格値を設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY][SET]

設定値が一桁ずつ点滅しますので､点滅中に[+],[-]で一桁ずつ設定値を変更ください。
設定桁移動は[SET]で行います。
設定は 5～8000A の範囲で 1 ずつ設定可能です。

計測画面[DISPLAY][+][-]

04 VT 二次側定格設定：XW-96 の電圧入力定格値を設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY][SET]

設定値がしますので､点滅中に[+],[-]で設定値を変更ください。

計測画面[DISPLAY]

相線式
単相２線
三相３線/三相４線[+]

設定値
110220
110
220
440

設定内容
110V
220V
110V
220V
440V

[-]

05 VT 一次側定格設定：VT 一次側定格値を設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY][SET]

設定値が一桁ずつ点滅しますので､点滅中に[+],[-]で一桁ずつ設定値を変更ください。
設定桁移動は[SET]で行います。
設定は 110～77000V の範囲で 1 ずつ設定可能です。

計測画面[DISPLAY][+][-]

06 使用周波数設定：計測する周波数を設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY]

[SET]

計測画面
[DISPLAY][+][-]

設定 07(P.11)11

設定値が点滅しますので､点滅中に[+],[-]で設定値を変更ください。
設定値
5060

設定内容50Hz60Hz

設定 06(P.10)[+][-]

07 通信局番設定：MODBUS 通信の通信局番を設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY]

[SET]

計測画面
[DISPLAY]

設定値が一桁ずつ点滅しますので､点滅中に[+],[-]で一桁ずつ設定値を変更ください。
設定桁移動は[SET]で行います。
設定は 1～247(10 進数)の範囲で 1ずつ設定可能です。

[+]
[-]

08 通信速度設定：MODBUS 通信の通信速度を設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY]

[SET]

計測画面
[DISPLAY]

設定値が点滅しますので､点滅中に[+],[-]で設定値を変更ください。
設定値
9600
19200

設定内容
9600bps
19200bps[+][-]

09 通信ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ設定：MODBUS 通信のﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄを設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY]

[SET]

計測画面
[DISPLAY]

設定値が点滅しますので､点滅中に[+],[-]で設定値を変更ください。
設定値
NONE
EVEN
ODD

設定内容無し
偶数
奇数

[+]
[-]

10 通信ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ設定：MODBUS 通信のｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄを設定します
[SET]

[SET]

[DISPLAY]

[SET]

計測画面
[DISPLAY]

設定値が点滅しますので､点滅中に[+],[-]で設定値を変更ください。
設定値
12

設定内容
1 ﾋﾞｯﾄ
2 ﾋﾞｯﾄ[+][-]設定 01(P.10)
注意！
・設定が完了しましたら､必ず[DISPLAY]ｽｲｯﾁを押し、計測画面に戻してください｡
・設定値は[SET]ｽｲｯﾁを押した瞬間(点滅→点灯に変わった瞬間)から｢有効｣となります。
・設定中(設定値点滅中)に[DISPLAY]ｽｲｯﾁを押した場合、その設定値は「ｷｬﾝｾﾙ」となります。
・設定中、電力量を計量します。但し、INT ﾗﾝﾌﾟは点滅しません。
・設定中、通信応答します。SD･RD ﾗﾝﾌﾟは通信状態に応じた点滅をします。
・設定値は、電源が停電しても、内部の不揮発性ﾒﾓﾘで記憶します。
但し、設定中(設定値点滅表示中)に電源が停電した場合、設定中の設定値で記憶しませんので注意してください。

12

(3)拡張設定ﾓｰﾄﾞ(3-1)設定ﾌﾛｰ

[+]
[-]

[SET]

[SET]と[-]長押し計測画面

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの入力
P.13

51 電力量ﾘｾｯﾄ
P.13

[+]

[+]

[+]

[-]

[-]

[-]

52 電力量ﾌﾟﾘｾｯﾄ
P.13[DISPLAY][DISPLAY]

計測画面

名称
WT.RSTPSET
PW.SET
FA.RST

設定機能
電力量ﾘｾｯﾄ
電力量ﾌﾟﾘｾｯﾄ
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定
設定･電力量初期化

55 設定･電力量初期化
P.13[DISPLAY][DISPLAY](3-2)初期値(工場出荷時設定)
設定番号51525455

54 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定
P.13

初期値
1111-13(3-3)設定方法
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力：XW-96 のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力します[SET]と[-]長押し一桁ずつ点滅しますので､点滅中に[+],[-]で一桁ずつﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力ください。
入力桁移動は[SET]で行います。
0000～9999 の範囲で 1 ずつ入力可能です。
※工場出荷時のﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは｢1111｣となります。

[SET][DISPLAY]
計測画面

[SET]

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが正しくない場合､拡張設定ﾓｰﾄﾞへ入れません。
※ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは必ずﾒﾓ等で記録をとってく
ださい

[SET]
※正しいﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力[-]

51 電力量ﾘｾｯﾄ：電力量をﾘｾｯﾄします
設定値が点滅しますので､電力量をﾘｾｯﾄする場合は点滅中に[+],[-]で｢YES｣に変更ください。

[SET]
計測画面

設定値
NOYES

[DISPLAY]

機能
電力量ﾘｾｯﾄをｷｬﾝｾﾙする
電力量をﾘｾｯﾄする[DISPLAY]
[SET]

[+]

｢YES｣点滅中に[SET]ｽｲｯﾁを押した場合､｢SUCCESS｣を表示します｡※[DISPLAY]ｽｲｯﾁを押してください。

[DISPLAY][-]

52 電力量ﾌﾟﾘｾｯﾄ：電力量をﾌﾟﾘｾｯﾄします
電力量が一桁ずつ点滅しますので､点滅中に[+],[-]で一桁ずつ電力量を変更ください。
設定桁移動は[SET]で行います。
設定は 0000000.0000000～9999999.9999999kWh の範囲で1 ずつ設定可能です。
全桁の電力量設定をしなければ有効となりませんので､ご注意ください。

[SET]

計測画面
[DISPLAY][DISPLAY][+][-]

54 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを設定します
設定値が一桁ずつ点滅しますので､点滅中に[+],[-]で一桁ずつ設定ください。
設定桁移動は[SET]で行います。
設定は 0000～9999 の範囲で 1 単位ずつ設定可能です。
※ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを変更した場合は必ずﾒﾓをとるなど､記録を残してください

[SET]
計測画面
[DISPLAY][DISPLAY][+][-]

55 設定･電力量初期化：設定及び電力量を初期化･ﾘｾｯﾄします
設定値が点滅しますので､設定･電力量を初期化･ﾘｾｯﾄする場
合は点滅中に[+],[-]で｢YES｣に変更ください。

[SET]
計測画面

設定値
NO
YES

[DISPLAY]

機能初期化をｷｬﾝｾﾙする
初期化･ﾘｾｯﾄする[DISPLAY][SET][+][DISPLAY]｢YES｣点滅中に[SET]ｽｲｯﾁを押した場合､｢SUCCESS｣を表示します｡※[DISPLAY]ｽｲｯﾁを押してください。

注意！
・設定が完了しましたら､必ず[DISPLAY]ｽｲｯﾁを押し、計測画面に戻してください｡
・設定値は[SET]ｽｲｯﾁを押した瞬間(点滅→点灯に変わった瞬間)から｢有効｣となります。
・設定中(設定値点滅中)に[DISPLAY]ｽｲｯﾁを押した場合、その設定値は「ｷｬﾝｾﾙ」となります。
・設定中、電力量を計量します。但し、INT ﾗﾝﾌﾟは点滅しません。
・設定中、通信応答します。SD･RD ﾗﾝﾌﾟは通信状態に応じた点滅をします。
・設定値は、電源が停電しても、内部の不揮発性ﾒﾓﾘで記憶します。
但し、設定中(設定値点滅表示中)に電源が停電した場合、設定中の設定値で記憶しませんので注意してください。

14

【MEMO】
設定変更をした場合の設定値控え用にご使用ください。
・基本設定
設定番号
名称
設定機能
01
TYPE
相線式設定
03
CT.PR
CT 一次側定格設定
04
VT.SE
VT 二次側定格設定
05
VT.PR
VT 一次側定格設定
06HZ
使用周波数設定
07
ADR
通信局番
08
BPS
通信速度
09
PAR
ﾊﾟﾘﾃｨﾋﾞｯﾄ
10
STP
ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ
・拡張設定
設定番号
名称
設定機能
54PW.SET
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

設定値

設定値

15品質・性能向上のため，記載内容はお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

URL

本社・工場

www.hakaru.jp〒５３２－００２７

大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６
e-mail eigyo11@hakaru.jp

改訂３
初版

ＴＫ－２１９０８16

2017. 7.24.
2015.10.15.