校正用湿式ガスメータ

気体の質量流量の国家標準を、独立行政法人 産業技術研究所（NMIJ）が確立しました。
当社は、NMIJの質量国家標準と同じ標準気体移転装置を保有しております。

The National Metrology Institute of Japan (NMIJ) has establishedthe national standard for the mass flow rate of gas. Shinagawa Corporation
utilizes the same system as NMIJ, traceable to the national standard.

● 計量法改正に伴い、基準器（計量器製造事業所のみ使用）に代わる校正用湿式ガスメータを、シナガワが確立しました。
● 当社の乾式（ＤＣ型）・湿式（Ｗ−ＮＫ型）

ガスメータを大気（濃度）測定にご使用されている環境計量証明事業所では、｢計量機器の維持管理｣のために校正用湿式ガスメータをマスターとする事ができます。
● 社内の流量計の基準として、他の流量計と比較検査・校正ができるのは、シナガ
ワの校正用湿式ガスメータです。
● On the basis of the revised

Japanese Measurement Law,Shinagawa Corporation has
developed the calibration wet gas
meter, as an alternative tocertified Standard meters.

● Maintenance of the Shinagawa

dry (DC) and wet (W-NK) gas
meters, used by e.g.
environmental measurement
organizations, can be performedby using the calibration wet gas
meter as a Working Standard.

● The calibration wet gas meter canbe used as an in-house standard
for performing comparison testing
and calibration of various flow
meters.

Shinagawa Co., Ltd.
863 Oshitate, Inagi-shi, 206-0811 Tokyo, Japan
TEL. +81-42-378-2210 FAX. +81-42-378-2216
E-mail: shinagawa@shinagawa-net.co.jp
URL: http://www.shinagawa-net.co.jp

校正用湿式ガスメータ■仕 様型

CALIBRATION WET GAS METER

Specifications

式

1A-ST

W-NKoDa2A-ST
5A-ST

10A-ST

20A-ST

W-NToDa25A-ST
50A-ST

100A-ST

0.05〜53〜300

1.66〜10100〜600

3.33〜20200〜1200

5〜50
300〜3000

10〜50
600〜3000

10〜100600〜6000

33.3〜250
2000〜15000

33.3〜416.6
2000〜25000

Drum Capacity

12510202550

100
3,000〜25,000

指針1回転（L）
One Revolution

125102050

50100

551020100Model No.

測定流量
Measurement Range（L/min）（L/h）

ドラム定量（L）

最小目盛（mL）
Minimum Scale

Da型パルスレート（mL/P）

1Pulse Rate

接続方法
外形寸法（WxHxD mm）
Dimentions

質

10φ13

φ19

φ25

340x223x487

360x506x262

445x593x298

10110.016 / 0.06
0.1 / 0.2 / 0.3

0.1 / 0.2
0.3 / 0.6

量（kg）

校正流量点（m /h）
3Calibration points

ガス管 Gas Pipe （inch）

φ9.5

Weight500100

ゴム管 Rubber Tube （mm）

Connector

200

11/4 B（32A） 11/2 B（40A）

2 B（50A）

21/2 B（65A）

538x665x365

576x695x561

576x695x611

720x871x712 908x1009x895

263790100150

305

0.2 / 0.3 / 0.6
1.2

0.3 / 0.6 / 1.0
2.0 / 3.0

0.6 / 1.0 / 1.2
2.0 / 3.0

0.6 / 1.0 / 3.0
5.0 / 6.0

2.0 / 3.0 / 6.0
10.0 / 15.0

2.0 / 3.0 / 6.0
15.0 / 25.0

1/ Qmax以上 0.15%（標準偏差値） More than 1/2Qmax 0.15% (Standard deviation)
2
1/ Qmax以下 0.1%（標準偏差値） Less than 1/2Qmax 0.1% (Standard deviation)2

精度（再現性）Accuracy (repeatability)

圧力損失（Pa）

100150シリンダー方式

フロート方式

Pressure Loss

液面調整Liquid Level Adjustment

Cylinder Type

Float Type仕様、外観は予告なく変更することがあります。
予めご了承ください。 Please note that specifications and appearance are subject to change without prior notice.

■ 標準付属品

Standard Accessories● 温差補正計（ガス温／液温測定用）

3.6kPa連通管マノメータ● 封液オイル ※変更可能［1A］シリコンオイル SH-200-5CS、［2A〜100A］メタルワークEDO-L● トレーサビリティ証明書
体系図、校正成績書、使用作業標準器校正証明書（複写）■ オプション

● Percentage scale correction thermometer（for gas and liquid temperature）

3.6kPa Manometer● Filling oil［1A］SH-200-5CS（Silicon oil） ［2A〜100A］METAL WORK EDO-L● Traceability Certificate

Traceability Scheme, Calibration Certificate, Working Standard s calibration
certificate（copy）

Optional Accessories● Pt100Ωセンサ（ガス温／液温測定用）● 圧力センサ（VSR3型）● Pt 100Ω sensor（for gas/liquid temperature）● Pressure sensor（Model:VSR3）

Pt100Ωセンサ／Pt 100Ω sensor

圧力センサ／Pressure sensor

株式会社 シ ナガワ〒206−0811 東 京 都 稲 城 市 押 立 8 6 3 番 地
TEL 0 4 2 −3 7 8 −2 2 1 0 ㈹FA X 0 4 2 − 3 7 8 − 2 2 1 6E-mail：shinagawa@shinagawa-net.co.jp
2014. 2. 100