シナガワ
デジタルカウンタ

DIGITAL COUNTER

シナガワのカウンタシリーズは、流量計から出力されるパルス信号を用いて、瞬時・積算流量をデジタル表示するほか、アナログ出力やノルマル流量への自動換算も可能となります。

STF
SUS

マルチカウンタシステム

PALTEXMFD

STF-Display
瞬時流量・積算流量同時アナログ出力
大型表示器搭載
PC 通信機能搭載可能（工場オプション）

各機種の使用例

SUS インテリジェントカウンタ
流量、温度、圧力、大気圧センサからのデータをパソコンに取り込み、ノルマル演算・質量流量にデータ処理が可能。
水蒸気圧補正・器差（偏差）補正。
パネル取付・分離型。
（パソコンが必要です）

SUS 特徴（分離型・パネル取付可）
未加工の生データを PC に蓄積するので情報欠損が無くデータ蓄積後に解析プログラムの変更でデータ加工が自由に行えます。
温度・圧力補正データは PC で計算しながら演算後変換して表示保存。
PC でグラフィカルな表示が可能（トレンドグラフの表示など）エクセルでデータ解析を行うことができます。
AD 変換器は 12 ビット、4 チャンネル（0 〜 5V）。変換精度は 0.05％
温度変換アンプを内蔵しているので Pt100Ω 白金測温低抗体 (JIS A 級 ) を接続するだけで温度計測ができます。
積算データは STF(SUM) カウンタに積算されるため PC 側ソフトでパルス信号を常時監視する必要がありません。
STF(SUM) カウンタの機能により積算カウンタは独立しており、流量計の傍に設置された STF(SUM) カウンタではカウントモード等各モードでの計測表示が可能です。
センサ入力ポート付、アナログが 4、大気圧計用 R3232C が 1、計 5 入力が可能となりました。
センサがない場合でも信号値のマニュアル入力での使用が可能です。
ガスメータの器差（偏差）補正、および温度、圧力センサの校正値を補正入力できます。

計測レイアウト例

システムブロック図

エクセルロギング中の画面

SUC 特徴（センサ入力用インターフェース）／ STF(SUM) カウンタの仕様は STF(SUM) に同じ項
アナログ機能仕目分 解 能

12bit(4095) ／センサを含む制度約 0.2％

入力電圧

0 〜 5V（温度は Pt100）

チャンネル数

4ch（温度計 2 本、圧力 1 本、予備 1 本）

アイソレーション

なし

温度１センサ

Pt100Ω

３線式

外部センサ

温度２センサ

Pt100Ω

３線式

標準仕様

圧力センサ

アナログ 0-5 ／ 1-5VDC 出力（オプション）様

大気圧センサバイサラ製、RS-232C 出力付

予備入力 (AUX）

アナログ（大気圧情報として補正、他はオプション）

マルチカウンタシステム
４つのガス流量管理が1 台のパソコンでＯＫ! !
最大４つのガス流量が 1 台のパソコンで管理できます。
プロセス管理､トレンド管理､データロギング、流動制御を一括管理

ＳＴＦ

英文表記にも対応 !!

※マルチに組み合せが可能です
ＳＵＳカウンタシステム

マルチ計測画面

ロギング画面

英語版マルチ計測画面

パルテックス
ガス機器やガス器具の検査用として開発されたカウンタで、シンプルな操作画面で分かりやすくどなたでも簡単に設定ができる為、各種計測において広くお使い頂けます。

仕様

特徴MFD

マルチファンクション
ディスプレイ

パソコンレスで瞬時／積算流量のデータ計測が可能。
パソコンが持ち込めない環境でも計測できます。

計測データは、温度、圧力も含めて瞬時・積算の実流量、ノルマル流量がモニター 1 画面で確認できます。
ＵＳＢでのロギング機能はもちろん、アナログ出力機能を有しておりますので、データロガー等への接続にも対応可能です。
操作性の良いタッチパネル方式を採用しており、設定のほとんどは選択式となっておりますので分かりやすく簡単に思い通りの設定ができます。

動作モード

1. 手 動 モ ー ド・・・手動で計測開始、停止を行います。

2. タイマーモード

・・・設定した時間で計測を停止します。

3. 連 続 モ ー ド・・・設定した時間で計測をリセットして計測をデータはUSB メモリで管理再開します。

仕電

電圧

源

DC1 2 V± 5 ％

消費電力

2A

24Wmax

動作周囲温度

動作環境

様-10 〜+ 5 0 ℃

動 作 湿 度 10 〜 90％RH

表 示 部( 結露無き事 )抵 抗 膜 方 式 タ ッ チパネル
パルスセンサ×1
温 度 セ ン サ ( ガ ス 温 )×1

入 力 部

温度センサ(液温 )×1

Ａ/Ｄ分解能 12bit

圧力センサ×1
U SBコ ネ ク タ × 1
出 力 部

瞬 時 流 量 ア ナ ロ グ出力×1 ※積 算 流 量 ア ナ ロ グ出力×1 ※※実流量、ノルマル流量のどちらかを選択

正面図

背面図

単位：mm

2016年9月15日現在

デジタルカウンタ

機能比較一覧表ＰＣ

デジタルカウンタ

商品名／型式名

単体表示型カウンタ

ＳＵＰ

ＭＦＤ

ＳＴＦ(通信)

ＳＵＭ

ＳＵＳ

ＰＣＩ

在来型同等品ＳＳＰ

ＳＳＰ

V-ActionⅡ

ＳＳＭ

ＳＳＭ

ＳＳＳ

－移動平均

○○

○
○

○

○
○

○
○

○
○

O.C（ＮＰＮ） ※1

同期パルス出力
比較出力

上下限選択

バッチ出力

○○○

瞬時Actual流量表示積算Actual流量表示

O.C（ＮＰＮ） ※1

上下限設定

○
○

瞬時Normal流量表示
積算Normal流量表示
積算表示リセット○

パルス入力方式

○

○
○
○
○
○

上下限選択

上下限設定

上下限設定

○
○
○
△△
○

○
○
△△
○

○
○
△
△
○

１２Ｖ ＤＣ

１２Ｖ/２４Ｖ ＤＣ

１２Ｖ ＤＣO.C（NPN）/D.C/VP ※2

電圧OC.（NPN）/D.C/VP ※2

センサ用電源出力仕様
センサ入力

ＰＣ接続型カウンタ

ＳＴＦ

分周

主な機能
（本体）

インターフェイス

電圧

温度

２Ｃｈ（抵抗入力）

２Ｃｈ（抵抗入力）

圧力１Ｃｈ（電圧/電流入力）

１Ｃｈ（電圧/電流入力）○

大気圧
瞬時Actual流量
積算Actual流量
アナログ出力５Ｖ ＤＣ

瞬時・積算同時出力○

瞬時・積算同時出力○

瞬時・積算同時出力△△△△△△△△△△△△△△△△△△

PCモニター 表示○○○○○
250×100×200

72×72×68

48×48×107

48×48×107

100×35×140

Actual/Normal選択
瞬時・積算
同時出力

瞬時Normal流量
積算Normal流量
温度
圧力
トレンドグラフ表示
温度・圧力補正

補正機能

水蒸気圧補正大気圧補正
偏差（器差）補正
ロギング機能本体ケース 寸法

Ｗ×Ｈ×Ｄ（㎜）Ｉ／Ｆ寸法

Ｗ×Ｈ×Ｄ（㎜）

付属ケーブル

72×72×68

48×48×107

110×50×80

ＡＣ（電源）ケーブル

２ｍ２ｍ

信号ケーブル

５ｍ

５ｍ

５ｍ

ＲＳ２３２Ｃケーブル
電源仕様※1 O.C※2 D.C VP△AC
DC
オープンコレクター
無電圧接点 電圧パルス

パソコン専用ソフト内にて表示

100V-220V

100V-220V
12VDC/２A

２ｍ

２ｍ

２ｍ

５ｍ

５ｍ

５ｍ

２ｍ
５ｍ

３m×１

３m×１３m×１1ｍ×１