ハイエンド多機能電子負荷

Series
直流電子負荷の決定版！

1kW

300W

直流高速電子負荷
300W : ￥290,000~( 税別）
1kW : ￥510,000~( 税別）~ 最大 10kW「3 分でわかる」シリーズにて Load Station シリーズの詳細を Youtube で公開中
https://www.keisoku.co.jp/pw/support/movie-info/オーバーシュートなし！ハイエンド多機能電子負荷装置

Series● オシロライクな電子負荷はまさに「UI 革命」● 300W、1kW で 4 機種 ( 各 120V / 500V) をラインナップ● 多彩な負荷モードおよび動作モードを装備● 最小動作電圧の概念がない「リニア動作」により「まるで電子抵抗」を実現！

■ 300W、1kW で 4 機種をラインナップ
Load Station シリーズは、300W/1kW で定格電圧の異なる 2 機
種 (120V, 150V) を用意しております。
比較的電流の大きい用途に は 120V タイプ、高電圧の用途には500V タイプをご選択ください。
また、ブースター機能を標準装備しておりますので、1 台の容量で足りないときは 10 台（1kW タイプの場合は 10kW）まで( 同一電圧機種）容易 に拡張することが可能です。

● 追従性の高い「高速電流制御テクノロジー」を負荷回路に採用● リップルノイズ / 高精度直流電圧測定が可能（※ 1）● 大幅な軽量化を実現（300W タイプ：6.5kg 1kW タイプ：13kg）● 最小 1 μ s からの電流立ち上がり / 立ち下がり時間を独立して設定可能（※ 2）● GP-IB ならびに DIDO 制御が可能（※ 3）● LAN によるリモート制御が可能（※ 4）※ 1：工場出荷オプション※ 3：オプション：LX-OP01※ 2：ダイナミックモードの CC 時
※ 4：オプション：LX-OP12● CE マーキング対応（本体のみ。オプションの RC-02A は含まれません）

Front

大型ロータリーノブの採用で電流のアップダウンも簡単
キートップに 10 度の傾斜がつき操作性向上

ワンタッチで設定値を呼び出せるメモリー機能
便利な前面負荷端子安全な端子台カバー付き

自照式の負荷 ON/OFF ボタン

オシロライクな逆 L 配列キーは、数値入力のテンキーとしても使用可能

Side
Rear
リップルノイズ測定入力（オプション：RC-02A）
主電源スイッチ

世界中で使えるワールド
ワイド電源入力対応

2

ラック組込時に便利な背面負荷端子（安全な端子台カバー付き）

PC と接続してすぐに使える前面 USB

ハンドルを本体横に配置することで上部がスッキリ。

定格電圧

定格電流

定格電力

LN-300A

120V

60A

300W

LN-300C

500V

12A

300W

LN-1000A

120V

180A

1kW

LN-1000C

500V

36A

1kW

■ 負荷モードと動作モードの組み合わせで26 モードの試験に対応
Load Station シ リ ー ズ は、6 種 類 の 負 荷 モ ー ド (CC, CR, CV, CP,EXT, SHORT) と 6 種類の動作モード (Normal,Dynamic,Sequence,Sweep,MPPT（オプション）, 電流リミット ) を持っており、これらの組み合わせで多種多様な負荷試験が可能です。
※ Sequence 動作は PC からの設定が必要です。
負荷モード

動作モード

見やすい 3.5 インチ大型
カラー LCD を採用

使いやすさを追求した
8 つのフロントポイント

型名

トリガ出力端子外部制御入力 (Ai)
負荷リモートセンス入力
リモートセンス外部 / 内部切り替えスイッチ

ンギングなどが発生することがあります。Load Station シリーズ
は、高速電流フィードバック制御技術によりこのような電流を排除して理想的な電流波形を実現しました。
市販電子負荷 ( 例 )シリーズ

4μs/div

200μs/div■ 高速応答 スルーレート最大 30A/ μ s
Load Station シリーズは、高速電流制御テクノロジーにより、最大 30A/ μ s の高速応答を実現しました (LN-1000A)。最小応答時
間は全モデルで 500ns と設定電流値が小さい場合でも高速な立ち上がりを実現しております。
※ 設定可能な応答速度はレンジなどの条件により変わります。
※高速デバイスに供給する電源の試験には高速電子負荷が必要です！

CRCV

CP

EXT

SHORT

Normal

○○

○

○

○

○

型名

最大スルーレート

Dynamic○○○○――Sequence

○

○

○

○

――

LN-300A

20 A/ μ s

Sweep

○

○

―○――

MPPT

○

○

○ーーー

電流リミット

○

○

○

○

○

○

LN-300C

1 A/ μ s

LN-1000A

30 A/ μ s

LN-1000C

3 A/ μ s■ リニア動作「まるで電子抵抗」
電子負荷装置の「最小動作電圧以下では電流が流れない」という制約は過去の常識となりました。Load Station シリーズは、ゼロV から電流がリニアに変化する「電子抵抗特性」となっており、最小動作電圧を気にする必要がありません。また、一般的な電子負荷装置にあるようなソフトスタート動作が必要ないため、電流遅れのない理想的な立ち上がりとなります。

市販電子負荷 ( 例 )

シリーズ

電流電圧

電流電圧
当社負荷装置従来の負荷装置

ブースター接続コネクタ

電子負荷装置は、使用条件によっては電流オーバーシュートやリCC最小動作電圧以下

GP-IB/DIDO およびLAN インターフェース( オプション）■ 高速電流制御テクノロジー

立上り 500nsec

90%

10%

最小応答時間について■立ち上がり電流オーバー /アンダーシュート範囲の仕様保証
高速電流制御により設定電流に対するオーバー / アンダーシュー
トが極めて小さくスムーズになり、被試験体（DUT）にストレスを掛けず破損から守ります。

■定電圧（CV）モードも高速応答アナログ回路において、特に差が出る定電圧（CV）モードも定電流モード（CC）時のみならず高速で応答が可能です。

型名

応答時間 *
Fast/Slow 切り替え

応答開始時間 *LN-300A

Fast

45 ms

2 ms

LN-300C

Fast

280 ms

7 ms

LN-1000A

Fast

550 μ s20 μ s

LN-1000C

Fast

110 ms4 ms*typ. 値

電流モニタ出力 / 非絶縁（Ao）
3

■ リップルノイズ / 高精度直流電圧測定
スイッチング電源のリップルノイズ電圧を測定する際、負荷装■ MPPT（最大電力点追従）機能（ オプション：LX-OP11）■ インターフェース / 外部制御

置は必ず必要になります。Load Station シリーズはオプションで太陽電池パネル (PV) などの試験に必要な MPPT 機能 ( 山登り法）

リップルノイズ測定ボード (RC-02A) を内蔵することができます。

をオプションで準備しました。

RC-02A は高精度直流電圧測定も可能なため、各種電池の電圧測最大電力が得られるまで動作電圧と電流を CC,CR または CV モー定などにも最適です。

ドを用いて調整し続ける制御方式となります。
実行時は液晶パネルにリアルタイムで Chart( グラフ）表示されスイッチング
電源

リップルノイズ測定る為、実行中の動作状況のモニターが可能です。
設定項目

内容

MPPT 動作モード

CC,CR,CV

MPPT 動作時のステップ時間間隔

200ms または 1000ms

全体スキャン時のステップ時間間隔

200ms または 1000ms

全体スキャン実行間隔

10s ～ 999h59m59s

Load Stationシリーズ負荷電流リップルとノイズ測定値を同時に表示できますので面倒な切替操作が不要です！
電子負荷機能＋測定器機能（オプションの構成）

Load Station シリーズは USB インターフェースを標準装備しており、フロントパネルから接続が可能です。オプションの GP-IB/
DIDO ボード (LX-OP01) を内蔵すると、計測器用として広く普及している GP-IB インターフェースに加えて右図のように PLC との接続にも対応可能です。また LAN インターフェース（LX-OP12）を搭載することで、直接 PC との制御が可能です。

■ スイープモード（ビルトイン試験機能）
スイープモードは、CC, CR, CP の３種の負荷モードで負荷電流を細かく変化（スイープ）させながら電圧と電流測定を行い、結果をカラー LCD にプロットしてリアルタイムにグラフ化できる機能です。例えば、スイッチング電源の OCP（過電流保護特性）や、二次電池の I-V 特性などを電子負荷単体で行うことができますので、PC や専用のプログラムは不要です。

PLC

GP-IB/DIDO オプション
電圧レンジ切替 (DIO)
負荷 ON/OFF(DIO)
電流レンジ切替 (DIO) 保護・アラーム (DIO)．．．etc

トリガ出力(DO)

スイッチング電源
OCP 試験実行例

トリガ出力 (DO)
電流値外部制御 (AI) 0 ～ 10V

電池

電流モニタ (AO) 0 ～ 5V

■ 8 個のメモリ機能■ ブースター接続（最大 10kW までの容量アップ）

負荷モード、負荷設定値などの条件を、最大 8 種類まで保存 / 読み出しが可能です。例えば、最小 / 定格 / 最大負荷条件に加えて様々な条件の負荷値を記憶することができます。

Load Station シリーズはマスター・スレーブ兼用のブースター機能を標準装備しており、必要に応じて使い分けることができます。

■ 1,024 メモリのシーケンスモード
Load Station シリーズは、シーケンス動作用メモリとして 1,024■ マルチチャンネル同期運転

例えば、ふだんは複数の電子負荷をばらばらに使用し、容量が足多チャンネル出力のスイッチング電源などで負荷電流を同期してりないときだけブースター接続して 1 台をマスター、他をスレー変化させたいときにお使い頂けます。負荷の ON/OFF やダイナブとして設定すれば、あたかも 1 台の大容量負荷としてお使い頂

ミックモード時のステップ実行をマスター機に同期して動作させくことが可能です。

ることができます。

ワードを内蔵しており、PC で作成したデータを内蔵メモリに転送することで様々な電流波形を再現することが可能です。

■ 16 ステップのダイナミック（スイッチング）モード MAX 500kHz
一般的な 2 ステップ (HIGH/LOW、2 値 ) のダイナミックモードに加えて、16 ステップのダイナミック動作が可能です。これにより、

Load Sta�onシリーズ

μs オーダーからパルス幅の各ステップのきざみ時間は共通で、最小 1ms から最長 1min の範

大容量囲でプログラミングすることができます。
※シーケンス設定のサンプルソフトウエアを当社 Web からダウンロード可能です。
https://www.keisoku.co.jp/pw/support/download-doc/

負荷電流設定が可能です。

Ⓐ

最大10h分の同期運転が可能Ⓑ

スイッチング電源●

パラレル接続より細かい電流波形での試験が可能となりました。電流波形の設

最大 10 台まで拡張可能

定は、カラー LCD によりグラフィカルに設定することができます。
動作設定は時間と周期（周波数表示）のどちらでも可能です。
ラック組み込みも可能！

Ⓒ●Master-slave
ケーブル●※●同期した Load ON（出力）が可能

Dyanmic モード設定波形

時間それそれ異なるダイナミックモードを同期スタート■ ソフトウェア E-Load Player（無償）E-Load Player は、Load Station シリーズの各種設定や I-V 特性試験など 6 種の機能がパックされたソフトウェアで、弊社 Web サイトから無償でダウンロードすることができます。

シーケンスサンプルソフトウェア設定画面■ 負荷モード自動切り替え機能搭載

基本設定

負荷モード自動切り替え機能とは、二次電池などの放電試験をする際、電池の出力電圧をモニターして設定電圧になったら負荷モードを切り替え測定値拡大たり（CC+CV など）、あるいは負荷を OFF（CC+OFF など）することができる機能です。右の表のように、EXT（外部制御）と SHORT 以外のモードから他のモードへの切り替えが可能です。

切り替えモード

4

ダイナミック設定 (1)開始負荷モード※ CC モードへの切り替えはできません。

CCCRCVCPEXTSHORT

OFF○○○○××

CC―×××××

CR○―○○××CV○○―○××

CP

○

○

○―××

ダイナミック設定 (2)測定ログ
I-V 特性

ダウンロードサイト https://www.keisoku.co.jp/pw/support/download-doc/
5アプリケーション例仕様

スイープモードにより、OCP( 過電流保護機能 ) 試
験のグラフ化や良否判定を電子負荷単体 (PC 無し )で行うことができます。

自動評価ソフトウェア TP( 別売 ) により、スイッチン
グ電源の様々な特性を自動計測し、評価リポートとして出力することが可能です。

自動検査ソフトウェアPTSmini( 別売 ) により、スイッチング電源の各種特性試験を自動化し、良否判定することができます。

分解能

スイッチング電源

また、取得したデータは標準装備の USB を介して PC に転送す

OCP 試験実行例

抵抗設定範囲

電池分解能

EV・HEV・PHV の充電器、DC/DC コンバータの評価試験に
LN-1000C■ 高速定電流電源
電子負荷装置 1
マルチ CH 同期機
能により、PC 不要で同期動作が可能です。
ソース→

ブースターケーブル

双方向インバータ

市販直流電源U.U.T.
シンク→標準装備のブースター機能により、最大10kW (10 台 ) まで容易に拡張することができます。

16 ステップのダイナミック動作

同期ケーブル

電子負荷装置 2
EV / HEV / PHV■ 電流波形の高精度エミュレーション
電子負荷の外部制御入力 (EXT.
CONT.) にファンクションジェネレータを接続することにより、様々な電流波形での試験が可能です。

ファンクションジェネレータ

EXT. CONT.

車載用電源

6

■ バッテリーの放電試験
無償ソフトウェア「E-Load Player」により、バッテリーの放電カーブを容易に取得することができます。

電流レンジ：H
電流レンジ：M

電圧レンジることも可能です。

■ 双方向インバータの放電評価

180A
120V

36A
500V

100m Ω以下

6m Ω以下300W

電流レンジ：H
電流レンジ：M

1kW

18m Ω以下

12A

1V

120V

V

I

180A
300W

100300W

33.3m Ω以下

I

ImΩ

動作モード
定常負荷
変動負荷
スイープ
シーケンス
MPPT（オプション：LX-OP11）
定電流 (CC) モード
電流レンジ：H
電流設定範囲電流レンジ：M
分解能
電流レンジ：L
定抵抗 (CR) モード
電圧レンジ
抵抗設定範囲グ電源の OCP 特性を取得することができます。

12A
500V

60A

負荷範囲（※ 2, 3）■ スイッチング電源の自動検査

負荷単体で各種電池の I-V 特性をグラフ化したり、スイッチン

60A
120V

I

■ スイッチング電源の自動評価

新開発のスイープモード（ＰＣレス試験機能）を使えば、電子

LN-1000C

18スイッチング電源

LN-1000A

3V

36A

1000W

500V

V

1V

120VV

33.3mΩ

電子負荷内蔵可能なリップ
ルノイズ測定機能（工場出荷時オプション：RC-02A）
により、スイッチング電源の出力試験を電子負荷のみで完結することが可能です。

LN-300CΩ■ スイッチング電源の保護機能試験

LN-300A

6m■ スイッチング電源の出力特性試験

型名
負荷部定格電流
電圧電力（※ 1）
内部最小抵抗（※ 2）mΩ

スイッチング電源の各種特性試験に

1000w

3V

500W

定電流（CC）、定抵抗（CR）、定電圧（CV）、定電力（CP）、外部制御（EXT）、短絡（SHORT）
スイッチング動作（最大 16 ステップ）、CC/CR/CV/CP モード対応、単発 / 繰り返し動作
スイープ R（CR モード）
、スイープ C（CC モード）
、スイープ P（CP モード）
CC/CR/CV/CP モード対応、最大 1,024 ステップ
MPPT CC、MPPT CR、MPPT CV
0A ～ 60A / 5mA
0A ～ 6A / 0.5mA0A ～ 0.6A / 0.1mA

0A ～ 12A / 1mA
0A ～ 1.2A / 0.1mA
0A ～ 0.12A / 0.02mA

20V
40.000 S ～ 0.005 S（0.025 Ω～ 200 Ω）/4mS
4.0000 S ～ 0.0005 S（0.25 Ω～ 2 k Ω）
/400 μ S
120V
13.333 S ～ 0.0016S（0.075 Ω～ 600 Ω）/1.33mS
1.3333 S ～ 0.00016S（0.75 Ω～ 6 k Ω）
/133 μ S

85V
3.3333 S ～ 0.0004 S（0.3 Ω～ 2.5 k Ω）
/333 μ S
0.33333 S ～ 0.00004S（3 Ω～ 25 k Ω）
/33 μ S
500V
1.1111 S ～ 0.0001 S（0.9 Ω～ 7 k Ω）
/111 μ S
0.11111 S ～ 0.00001S（9 Ω～ 70 k Ω）
/11 μ S

0 V ～ 120V / 10mV
0 V ～ 20V / 2mV

0 V ～ 500V / 50mV
0 V ～ 85V / 10mV

0A ～ 180A / 15mA
0A ～ 18A / 1.5mA
0A ～ 1.8A / 0.3mA

0A ～ 36A / 3mA
0A ～ 3.6A / 0.3mA
0A ～ 0.36A / 0.06mA

20V
85V
120.00 S ～ 0.01 S
10.000 S ～ 0.001 S（0.0083 Ω～ 66.667 Ω） （0.1 Ω～ 833.33 Ω）/12mS/1mS
12.000 S ～ 0.001 S
1.0000 S ～ 0.0001S（0.0833 Ω～ 666.67 Ω） （1 Ω～ 8333.3 Ω）/1.2mS/0.1mS
120V
500V
40.000 S ～ 0.005S
3.3333 S ～ 0.0004 S（0.025 Ω～ 200 Ω）（0.3 Ω～ 2.3333 k Ω）
/3.99mS/333 μ S
4.0000 S ～ 0.0005 S
0.33330 S ～ 0.00004S（0.25 Ω～ 2 k Ω）
（3 Ω～ 23.333 k Ω）
/399 μ S/33 μ S

定電圧 (CV) モード
電圧設定範囲分解能
定電圧 (CP) モード

電圧レンジ：H
電圧レンジ：L

電力設定範囲電流レンジ：H
電流レンジ：M

直流電圧測定電圧測定範囲分解能
直流電流測定電流レンジ：H
電流レンジ：M

0 ～ 120.00V / 10mV
0 ～ 20.000V / 1mV

0 ～ 500.00V / 10mV
0 ～ 85.000V / 1mV

0 ～ 120.00V / 10mV
0 ～ 20.000V / 1mV

0 ～ 500.00V / 10mV
0 ～ 85.000V / 1mV

電流測定範囲
分解能

電流レンジ：H
電流レンジ：M
電流レンジ：L

0 ～ 60A / 0.5mA
0 ～ 6A / 0.1mA
0 ～ 0.6A / 0.1mA

0 ～ 12A / 0.5mA
0 ～ 1.2A / 0.1mA
0 ～ 0.12A / 0.1mA

0 ～ 180A / 1.5mA
0 ～ 18A / 0.3mA
0 ～ 1.8A / 0.3mA

0 ～ 36A / 1.5mA
0 ～ 3.6A / 0.3mA
0 ～ 0.36A / 0.3mA

電力測定
測定方式
インターフェース
PC インターフェース
その他
保護、アラーム機能
過電流保護過電力保護
過熱保護
過電圧アラーム（※ 4）逆接続アラーム（※ 4）
電源入力
電源電圧 / 周波数範囲
消費電力
外形、質量および負荷端子形状
フロント
負荷端子形状リア
外形寸法 (W × H × D）/ 質量V0 W ～ 300W / 50mW
0 W ～ 40W / 5mW

演算方式 [ 電圧測定値×電流測定値 ]標準装備：USB

0 V ～ 120V / 10mV
0 V ～ 20V / 2mV

0 V ～ 500V / 50mV
0 V ～ 85V / 10mV

0 W ～ 1000W / 167mW
0 W ～ 120W / 16.7mW

演算方式 [ 電圧測定値×電流測定値 ]オプション：GP-IB/DIDO：LX-OP01、LAN：LX-OP12
トリガー出力、電流モニタ出力（非絶縁）

ロードオフ、または電流リミット機能（選択可）
ロードオフ、または電力リミット機能（選択可）
装置内温度上昇検出時にロードオフ
ロードオフ、アラーム発生
逆接続検出時にアラーム発生
AC85V ～ 264V / 50 Hz ± 2 Hz 又は 60 Hz ± 2 Hz 過電圧カテゴリⅡ
60VA 以下
65VA 以下
バインディングポスト
M6 端子
215 × 128.6 × 420mm / 約 6.5 kg

M8 端子
M8 端子
430 × 128.6 × 450mm / 約 13 kg※ 1：この製品を使用する温度（筐体内温度）および動作時間により変化します。
※ 2：リアパネル負荷端子にて。CR モードの設定値ではありません。
※ 3：電流値により最小動作電圧は変化します。
※ 4：過電圧、逆接続アラーム機能によりロードオフにはなりますが、発生要因となった電圧は印加されたままとなります。速やかに発生要因を取り除いてください。

7

オーダー情報
型名

内容

標準価格（税別）

LN-300A

120V, 60A, 300W, 20A/ μ s￥290,000

LN-300C

500V, 12A, 300W, 1A/ μ s￥300,000

LN-1000A120V, 180A, 1kW, 30A/ μ s￥510,000

LN-1000C

500V, 36A, 1kW, 3A/ μ s
検査成績書
電子負荷本体検査成績書(XXX には型名が入ります )RC-02A 検査成績書
製品別トレーサビリティ（検査成績書（日本版のみ）のご注文が必要となります）(RC-02A 付きの場合は 2 部必要となります）
標準器試験成績書（検査成績書（日本版のみ）のご注文が必要となります）(RC-02A 付きの場合は 2 部必要となります）
出荷オプション
リップルノイズ測定モジュール
MPPT モード追加
インターフェースアクセサリー
GP-IB/DIDO オプション
LAN インターフェースオプション
ケーブルアクセサリー
マスター / スレーブ接続ケーブル
ラックマウントアクセサリー
ラックマウントキット JIS タイプ
ラックマウントキット EIA タイプ
ラックマウントキットブランクパネル￥550,000

LN-XXX/REC
RC-02A/REC
TCP

SCI

RC-02A
LX-OP11
LX-OP01*2
LX-OP12*2
LX-OP03*1
LX-RK-JIS
LX-RK-EIA
LX-BP￥9,000￥0￥5,000￥20,000￥150,000
お問い合わせください￥30,000￥39,000￥8,000￥25,000￥25,000￥8,000*1 マスター / スレーブ接続ケーブルオプションは接続する台数分必要となります。 *2 オプションインターフェース（LX-OP01，LX-OP12）は同時には実装できませんので、どちらかのご選択となります。

外形寸法図
LN-300A / LN-300C

LN-1000A / LN-1000C

Front

Front

Rear

Rear

Side

Side

●このカタログの記載内容は、2023年6月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社
名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。 ●記載されている内容
は、 正確な情報であるよう努めておりますが、万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店パワエレ営業部
日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960
大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp https://www.keisoku.co.jp/pw/
2023 年 6 月発行 ● CP-0108-2306