PC5cn-0330

用于测定逸出功，电离势能大气中光电子产额能谱仪Photoemission Yield Spectroscopy in Air（PYSA）

AC-2S Series
保留以往机型的易操作性且实现了小型化的新机型和追加了用户反馈多的功能的 Pro 机型 (2 个机型 ) 纳入产品线！

AC-2S / AC-2S Pro α / AC-2S Pro β

CE Marking（申请中）UL（申请中）

保留了以往机型的易操作性，同时进行了小型化！

AC-2S Series

推出基本型、Pro 规格型共 3 个机型 ！

AC-2S / AC-2S Pro α / AC-2S Pro β

AC-2S Series共3个型号
一般分析市场用

AC-2S材料开发用

AC-2S Pro α器件开发用

AC-2S Pro β

保留了以往机型的通用功能， 同时进行了可进行低逸出功材料或带隙内局部存在能可对细微图案成形加工部位等微小光点的重复测量功能，提高了易用性。

测量、膜厚测量。

测量。

小型化、轻量化的基本型。新搭载多点测量、■■■■级的高灵敏度、高精细测量。可实现高温AC-2S Series的特长进一步改进了易用性

全新的测量软件和分析软件提高了操作性（还能读取、分析 AC-2、AC-3、AC-5 的数据）。

用多点测量功能提高作业效率

可实现最多 4 点的多点测量。有助于提高作业效率。

搭载重复测量功能新增了重复测量功能，可大幅减轻作业负担。

实现小型化、轻量化

比以往机型⼤幅缩小尺寸（横宽 ：削减 21％、重量 ：削减 38%）。
※ 以往机型与 AC-2S 的比较（Pro 型不同）。

逸出功进行测量。可实现高温测量、膜厚“共创价值”
AC 系列的客户遍布世界，为各大高校，研究机构所喜爱，至今相关论文已达 2000 余篇。

我们根据研究者的需求添加了新的功能，进一步改进了易用性。
AC-2S 系列将为顾客乃至全世界创造新的价值。

AC 系列是什么可在大气中轻松测量逸出功，电离势能（测量时间 ：约 5 分钟 ）无需进入真空状态，因此更换样本简单，可短时间完成测量。

※※ 测量条件 ：测量能量扫描范围 4.2eV ～ 6.2eV、步长 0.1eV、计数时间 5s/ 步时。

测量的再现性高原理是照射强度较弱的紫外线，检测释放的微量光电子，因此对材料的破坏小，测量的再现性高。

AC 系列的测量原理的试料表面。用理研计器独创技术 OPEN COUNTER 测量因光电效应（物光纤质吸收光后从表面释放出电子的现象）释放出的电子。紫外线的波长 λ 用如果加大紫外线能量，如右侧的测量应用程序画面所示，就能求出释放光电子的阈值能量（逸出功 ※1、离子化电势 ※2）。
※1 金属中，光电子放出的阈值能量※2 半导体中，光电子放出的阈值能量

样本

装置概略图
40

阈值能量
⇒离子化电势
⇒逸出功

光电子收量的平方根（h ：普朗克常数、ν ：光的振动频率、c ：光速、λ ：波长）

个人电脑

样本台
X 滑台

以下公式换算成光的能量 E。
E=hν ＝ h・c/λ

控制装置开放式计数器电子

紫外线灯放射的紫外线由分光器选择波长（能量），集中到放置在样本台上分光器

紫外线灯

30
20
100

4.5

5.0
5.5
紫外线的能量（eV）：选为基态能级计算对象的标绘点：非选择标绘点
：选为回归直线计算对象的标绘点

测量应用程序画面

6.0

支持功能表功能多点测量AC-2SAC-2S Pro α

AC-2S Pro β

●

●

●

●

重复测量
高温测量

－

搭载长寿命光源－膜厚测量●●－低能量测量

●

外形图

－－

●
●

AC-2S Pro α / AC-2S Pro β
623

450

正面

侧面（DC 连接面）
450

317

317

光纤连接口电源开关LDLS 电源（主机一体）

正面

侧面（LC 连接面）465

侧面（LC 连接面）
450

正面

（35※）
仅限 Pro β

465

200
163

360

测量部（DC）

450

光纤连接口 电源开关360

光源部（LC）

侧面（DC 连接面）

480－●

AC-2S
正面

●

●
●－易耗品更换通知●●－微小光斑测量

●●－大光量测量

●光纤连接口产品组成样本门光纤连接口外部导线（热电偶线）
连接到温度调节器

外部导线（加热线）连接到温度调节器

AC-2S

温度调节器

样本门

AC-2S Pro α / AC-2S Pro β

概要

本仪器由光源部（LC）、测量部（DC）、激光激励等离子体光源本仪器由光源部（LC）、测量部（DC）、测量操作用 PC 构成。
（LDLS）电源、温度调节器、测量操作用 PC 构成。
※
测量时，请从干燥空气入口导入压缩干燥空气 。
测量时，请从干燥空气入口导入压缩干燥空气 ※。
※ 0.1 ～ 0.2 MPa, 0.5 L/min（测量时）, 2.0 L/min（净化时）※供应的空气另有条件。推荐使用选配（单卖品）的压缩机（详情敬请咨询）。

安装/尺寸・横宽 ：约 1100 mm（LC ＋光纤＋ DC）
・纵深 ：约 600 mm（LC/DC ＋背⾯线缆）构成图电源线缆

USB 线缆AC 电源线缆

LCRS-232C 线缆光纤

干燥空气入口（0.1～0.2MPa）DC※ 0.1 ～ 0.2 MPa, 0.5 L/min（测量时）, 2.0 L/min（净化时）※供应的空气另有条件。推荐使用选配（单卖品）的压缩机（详情敬请咨询）。

・横宽 ：约 1400 mm（LDLS 电源＋ LC ＋光纤＋ DC ＋温度调节器）・纵深 ：约 600 mm（LC/DC ＋背⾯线缆）电源线缆USB 线缆AC 电源线缆
LDLS 电源AC 电源线缆

LCRS-232C 线缆光纤

干燥空气入口（0.1～0.2MPa）
DC温度调节器
AC 电源线缆

AC-2S Pro 功能介绍AC-2S Pro α / AC-2S Pro β 通用
■ 支持高温测量
以往机型 ：仅限常温样本 1 ：改变温度后测量结果也不改变的物质光电子收量的平方根252520201515常温和高温时的测量示意图●室温（23.8 ℃）●高温时（100 ℃）

■膜厚测量

■

搭载长寿命光源

1010503.4

3.84.2 4.6 5.0 5.4 5.8
紫外线的能量（eV）

以往机型：

测量示例 ：部件表面的膜厚测量等
采用激光激励等离子体光源 (LDLS)

AC-2S Pro α■ 支持低能量测量示例 ：有机 EL 用负极材料、有机

6.2

光电子放出量少
则无法测量

03.4

3.8

4.2 4.6 5.0 5.4 5.8
紫外线的能量（eV）

6.2

支持光电子放出量少的材料
寿命 约 10000 小时

以往机型 ：最高 3.4 eV（3.4 eV 以下的负极材料无法测量）

可从 2.0 eV 起测量（可测量负极）

303025252020151510

支持低能量测量的示意图测量对象示例 ：有机 EL ⽤负极材料

5以往机型 ：寿命 约 1500 小时光电子收量的平方根

太阳能电池用负极材料等

样本 2 ：改变温度后测量结果就改变的物质3030
光电子收量的平方根

测量示例 ：催 化剂、有机 EL ⽤功能性材料、有机太阳能电池⽤功能性材料、燃料电池电极催化剂、全固体电池电极等

最高可设定到 100 ℃

光电子收量的平方根（将不同温度的测量样本变化可视化）

1050
3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4
紫外线的能量（eV）

3.4 eV 以下无法测量，
不能得到充分的测量结果。

502.0

2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
紫外线的能量（eV）

支持 2.0 eV 的低能量，使测量成为可能。

支持⼤光量

以往机型 ：500 nW

可照射到 2500 nW

AC-2S Pro β■ 微小光斑测量

以往机型 ：4×4 mm 见方的光点0.4×0.4 mm 见方的光点■

测量示例 ：墨粉等的带电特性研究、添加物的表面浓度测量等测量示例 ：电 路板等电极或微小电气部
件的污染度、氧化度测量等支持极小光点测量的测量示意图（测量 9 个 1 mm 见方的物体排列而成的对象物体的示例）

照射光点

想要测量 9 个对象物体中的 1 个

照射光的光点大，因此无法测量对象物体。

照射光点

由于是极小光点（0.4×0.4 mm 见方），
可以仅测量对象物体。

AC-2S Series 规格测量原理型号测量能量扫描范围重复精度（标准偏差）

AC-2S
3.4 ～ 6.2 eV（364 ～ 200 nm）

最大计数率紫外线灯

最小光量
最大光量

紫外线光点尺寸
分光器

样本尺寸

样本台尺寸

多点测量功能重量HP

逸出功 0.02 eV（试料 ：金板）

4,000 cps

氘灯（D2 灯）1.0 nW 以下（5.9 eV 时）

激光激励等离子体光源（LDLS）

5.0 nW 以下（5.9 eV 时）

500 nW 以上（5.9 eV 时）

1.0 nW 以下（5.9 eV 时）2500 nW 以上（5.9 eV 时）

4×4 mm 见方以下

200 nW 以上（5.9 eV 时）

4×4 mm 见方以下

0.4×0.4 mm 见方以下光栅单色仪

50 mm×50 mm（MAX）、厚度 10 mm（MAX）

115 mm×122 mm

120 mm×122 mm 带加热器试料台
最多 4 点（自动测量）120 mm×122 mm 带加热器试料台

15 ～ 35 ℃（无骤变）、60％ RH 以下（无结露）AC100 V-240 V、50/60 Hz、5 A（MAX）

主机
LDLS（AC 适配器）LDLS（主机）
温度调节器

：AC100 V-240 V、50/60 Hz、5 A（MAX）：AC100 V-240 V、50-60 Hz、2.5 A：DC12 V、120 W：AC100 V（±10%）、50/60 Hz、1 A（MAX）

0.1 ～ 0.2 MPa、0.5 L/min（测量时）、2.0 L/min（净化时） ※※ 供应的空气另有条件。推荐使用选配（单卖品）的压缩机（详情敬请咨询）。

LC（光源部）：约 480（W）×317（H）×450（D）mm
DC（测量部）：约 465（W）×360（H）×450（D）mm

LC（光源部） ※ ：约 623（W）×317（H）×450（D）mm
DC（测量部） ：约 465（W）×360（H）×450（D）mm
温度调节器：约 200（W）×163（H）×150（D）mm

AC-2S LC（光源部）：约 25 kg
AC-2S DC（测量部）：约 31 kg

附件・显示器・个人电脑・电源线缆（LC 用）・电源线缆（LC-DC 间）・转换插头（3 芯→ 2 芯＋地线）※AC-2S ：1 个、Pro α/Pro β ：3 个・USB 通信线缆（PC-LC 间）
・RS-232C 通信线缆（LC-DC 间）・检测仪・光纤总公司3.4 ～ 6.2 eV（364 ～ 200 nm）※ 测量能量扫描范围 ：4.2eV ～ 6.2eV、步长 ：0.1eV、计数时间 ：5s/ 步时。

压缩干燥空气供应条件
外形尺寸

2.0 ～ 6.2 eV（620 ～ 200 nm）

大气中光电子产额（检测部 ：低能量电子计数法）

使用温湿度范围
电源

AC-2S Pro β

逸出功测量需要的标准时间 ：约 5 分钟 ※测量时间（CPS ：1 秒钟可计数的电子个数）

AC-2S Pro α・附带样本一套・镊子・测量、分析、数据转换软件（CD-ROM）※LDLS 电源包含在 LC（光源部）中。

AC-2S LC（光源部）：约 30 kg
AC-2S DC（测量部）：约 31 kg
温度调节器：约 5 kg选配（单卖品）・压缩机（带干燥空气发生器）
・粉体样本托盘（深度 1.0 mm）
・粉体样本托盘（深度 0.5 mm）
・光纤保护用丙烯罩盖・异径活接头（干燥空气用）
・检测仪（更换用）・光纤（AC-2S 用、Pro α 用）・光纤（Pro β 用）・氘灯（AC-2S 用）・臭氧过滤器邮政编码174-8744东京都板桥区小豆泽2-7-6
TEL 81-3-3966-1113 FAX 81-3-3558-9110
https://www.rikenkeiki.co.jp/english※为提高性能，本产品目录的记载事项如有更改，恕不另
行通知。

PC5cn-0330-210620 T