PT2cn-1972

2 线式气体检测仪GD-K88Di
使用说明书

(PT2-197)

邮编：174-8744 东京都板桥区小豆泽 2-7-6
主页：https://www.rikenkeiki.co.jp/

目录
1．
1-1．
1-2．
1-3．
2．
2-1．
2-2．
2-3．
2-4．
2-5．
3．
3-1．
3-2．
4．
4-1．
4-2．
4-3．
4-4．
4-5．
4-6．
4-7．
4-8．
4-9．
5．
5-1．
5-2．
5-3．
5-4．
5-5．
5-6．
5-7．
6．
6-1．
7．
7-1．
7-2．
7-3．
8．
9．
9-1．
9-2．
10．

产品概要 ............................................................................................................ 1
前言.................................................................................................................... 1
使用目的 ............................................................................................................ 1
危险、警告、注意、注记的定义 ....................................................................... 1安全上的重要事项 ............................................................................................. 2危险事项 ............................................................................................................ 2
警告事项 ............................................................................................................ 2
注意事项 ............................................................................................................ 3
使用注意事项..................................................................................................... 3与防爆有关的重要通知 ...................................................................................... 4
产品组成 ............................................................................................................ 6
主机及标准附件 ................................................................................................. 6
各部名称与作用 ................................................................................................. 7
使用方法 ............................................................................................................ 8使用时 ................................................................................................................ 8与安装场所有关的注意事项 .............................................................................. 8系统设计上的注意事项 ...................................................................................... 9
安装方法 .......................................................................................................... 10
接地施工 .......................................................................................................... 11配线方法 .......................................................................................................... 12适合线缆、端子排的规格 ................................................................................ 12系统连接示例................................................................................................... 13
配管方法 .......................................................................................................... 15
操作方法 .......................................................................................................... 17启动准备 .......................................................................................................... 17
基本动作流程................................................................................................... 17
启动方法（电源接通） .................................................................................... 18关于各种模式................................................................................................... 19
动作说明（检测模式） .................................................................................... 20
动作说明（维护） ........................................................................................... 23
结束方法 .......................................................................................................... 25
保养检查 .......................................................................................................... 26检查的频度与检查项目 .................................................................................... 26
关于储存、移机及废弃 .................................................................................... 28储存或长期不使用时的处理 ............................................................................ 28
移机或者重新使用时的处理 ............................................................................ 28产品的废弃....................................................................................................... 28
故障排除 .......................................................................................................... 29
产品规格 .......................................................................................................... 30规格一览 .......................................................................................................... 30
检测原理 .......................................................................................................... 31
术语的定义....................................................................................................... 314-8．系统连接示例
4-8-1．与指示计、DCS、PLC 等的连接示例（作为非防爆仪器使用时）
上位装置(DCS,PLC)

非危险场所

Sig
24V
E

1 2＋－GD-K88Di
检测仪4-8-2．与齐纳安全栅、指示计、DCS、PLC 等的连接示例
非危险场所
上位装置(DCS、PLC)

危险场所
齐纳安全栅

Sig
24V
EA 种接地

1 2＋－GD-K88Di
检测仪

4-8-3．与齐纳安全栅、指示计的连接示例
非危险场所

危险场所

EC-5002③号与④号请短接

齐纳安全栅③④⑤ +24V⑥ 0V
EA 种接地

1 2＋－GD-K88Di
检测仪135-5．动作说明（检测模式）
5-5-1．显示动作本仪器的动作状态在 LCD 上显示。

准备接通电源LCD 显示（例：检测气体 CO）

初始清空（约 25 秒）-- - CO检测模式

0

检测模式中，LCD 显示器显示采样气体浓度。

ppm

通常显示（显示说明）

待检测气体名称检测的气体浓度

仪器的动作状态（闪烁：正常）

CO0ppm单位气体警报显示
CO

检测到的气体浓度超过预先设置的警报点
时，显示气体警报，左下方显示警报信息（AL1 或者 AL2）
。

AL

2080

1ppm

负显示CO右图显示的“-0”，当零位在负(-)侧降低了全量程的10%以上时显示。

-0ppm

警告负显示时无法准确进行气体检测，请进行零位调整。

故障显示检测仪发生某种故障时，
LCD 显示器上显示故障内容。
（LCD 显示） （故障内容）
E-9系统异常
E-1
传感器未连接／传感器断线
E-5
流量降低（选配件）＊ 注记
关于故障显示的处理，请参考“8．故障排除”
。

21

E-9

5-6．动作说明（维护）5-6-1．维护模式要进行各项调整，需进入维护模式进行。
在检测模式中按 MODE 开关 3 秒，就进入维护模式。
在维护模式状态中按 MODE 开关 3 秒，就进入检测模式。
另外，将维护模式放置 10 小时不管，就返回检测模式。
■4.0-20.0mA:4.0mA
按 MODE 开关 3 秒

CO0ppm进入维护模式警告
在气体检测时进入维护模式，外部输出信号（气体浓度信号）就变为 4.0mA（正常状态）。

※维护模式由“日常检查”
・“定期检查”构成，通常使用“日常检查（零位调整）”。
“日常检查（零位调整）”

1-1

1-1：零位调整ZERO

用▲／▼开关选择
1-31-3：定期检查模式切换M

注意“1-3．定期检查模式”无指示勿操作，请委托本公司营业部。

23MODE

5-6-2．零位调整
进行零位调整时使用。
＊ 注记
・由于零点在零附近大幅变动等，零校正失败时，不显示 PASS，显示 FAIL 后返回 1-1。此时说明零位调整未能完成。

1-1①按 MODE 开关 3 秒以上，进入维护模式。
ZERO②在“1-1．零位调整”菜单上按 SET 开关。
抽吸零位调整用气体，当指示值稳定后，重新按 SET开关。显示闪烁，进行零位调整。

1-1

50ppm

ZERO

③按 SET 开关，确定设置值。

1-10ppm

ZERO
1-1PASS

警告

ZERO

PASS 显示消失前请勿关闭电源。

1-1正常结束时，显示 PASS 后，变为“1-1．零位调整”画面。
ZERO④ 要返回检测模式时，请按 MODE 开关 3 秒以上，恢复检测模式。

警告调整结束后，请务必按 MODE 开关 3 秒以上，恢复检测模式。
注意（在维护模式下放置时，10 小时后自动返回检测模式。

24

CO0ppm6．保养检查
本仪器是防灾、安全保障上重要的仪器。
为维护本仪器性能，提高防灾和安全保障上的可靠性，请定期实施维护、检查。
如果不进行检查就持续使用，气体传感器的灵敏度变化，就无法准确进行检测。

6-1．检查的频度与检查项目
・日常检查
・月度检查
・定期检查

： 作业前请进行检查。
： 请每月 1 次进行与警报电路有关的检查（警报测试）。
： 作为安全仪器，为了维持性能，按 6 个月 1 次以上的频率进行。

检查项目

检查内容

确认状态显示气体浓度显示外部警报测试*气体灵敏度校正气体警报确认

请确认状态是通常测量状态。
确认本仪器周边有无检测气体滞留，指示值是否正常。
使用警报测试功能，进行警报的电路检査。
请使用试验用标准气体进行灵敏度校正。
请使用试验用标准气体进行气体警报的确认。

日常检查○○－－－每月
检查
○○
○－－定期
检查○○○
○
○

＊ 在指示警报器侧进行检查、调整。详情请参考指示警报器的使用说明书。

＜关于维护服务＞
・ 本公司进行包含气体灵敏度校正等在内的有关定期检查、调整、维护等的服务。
制备试验用标准气体时，需要使用规定浓度的气瓶、气袋等专用器具。
本公司指定的服务人员具备进行作业的专用器具及有关其他产品的专业知识等。为了维持仪器的安全动作，请使用本公司维护服务。
・ 以下是维护服务的主要内容。详情请咨询本公司营业网点。
主要服务内容确认电源确认状态显示确认浓度显示：：外部警报测试*：气体灵敏度校正气体警报确认*：：清扫、修缮仪器（目视诊断）仪器的操作确认
更换劣化部件：：：进行电源电压的确认。
请确认状态是通常测量状态。
使用零气体确认浓度显示值为零。
显示偏离时进行零位调整。
使用警报测试功能，进行警报的电路检査。
・警报灯确认（确认动作）
・外部警报确认（确认蜂鸣器等外部警报动作）
使用试验用标准气体进行灵敏度校正。
使用试验用标准气体进行气体警报的确认。
・警报确认（确认达到警报设置值时是否发出警报）・延迟时间确认（确认发出警报为止的延迟时间）・外部警报确认（确认蜂鸣器及复位信号等外部警报动作）
确认仪器外观及罩盖、内部等的污垢及伤痕，清扫、修缮显眼的位置。
有龟裂或破损时进行部件更换。
操作按键，确认各种功能的动作，进行参数等的检查。
进行传感器及过滤器等劣化部件的更换。

＊ 在指示警报器侧进行检查、调整。

26

6-2．更换部件＜气体传感器的更换＞
需要本公司维修人员进行更换及调整。请咨询本公司营业网点。

＊ 注记
・调整后，即使将灵敏度调到最大，也无法校准到标准气体浓度值等时，是气体传感器寿命已到。需要更换气体传感器。
・更换气体传感器后需要进行电气调整及使用标准气体进行气体校正。

＜定期更换部件的更换＞
推荐定期更换部件清单

部件编号
0341 4062 401410 3066 201410 7356 30
1836 8421 101836 9852 80
4253 9330 10

名称弯头O型圈（流量调整器）
O型圈（传感器盖）
软管软管
电池总成

检查周期

更换周期

6个月
6个月
6个月
6个月
6个月
―――

3~8年
3~8年
3~8年
3~8年
3~8年
―――

数量（个／台）211260mm430mm
1※与气体传感器配套更换。更换部件后，需要由专业的维修人员进行动作确认。
为了仪器稳定动作与安全，请委托专业的维修人员。请委托经销商或就近的本公司营业网点。

＊ 注记本仪器的无通电时间合计达半年以上时，可能是传感器的备份电池容量耗尽，请进行电池更换。
传感器未正确进行备份时，可能导致传感器故障、启动时指示变动、启动时错误(E-9)。

27

备注

※

8．故障排除
关于故障排除，本章节并未罗列仪器的全部故障原因。本章节简单记载了有助于查明常见故障原因的内容。
如果故障表现在此没有记载或者采取措施仍未恢复，请联系本公司营业网点。

＜仪器的异常＞
状况、显示

FAULT

无法接通电源

―

运行异常―

系统异常
E-9

●

传感器异常
E-1

●流量降低*
E-5
电源接通时，LCD显示暂时熄灭（最长 30 秒程度）。

原因
配线错误
端子排脱落

处理
请正确配线。
请正确连接端子排。
请供给额定电压。
请采取修改或增加无停电电源、电源线路滤波器、绝缘变压器等措施。

电源系统的异常、瞬断线缆异常（断线、未连接、短路）

请确认包括本仪器及周边相关仪器在内的配线情况。

突发的电涌噪声等的影响请关闭电源，重新进行启动。
频繁发生这种状况时，请正确实施防噪对策。

仪器内部的 ROM、RAM、EEPROM 异常传感器的备份用电池已没有容量。
传感器未连接或者连接不良传感器发生故障请联系本公司营业网点。
请更换电池。

请确认传感器的线缆已牢固安装在端子排上。
请联系本公司营业网点。

●

过滤器堵塞

请更换过滤器。*选配件

――如果正常进入测量模式则没有问题。

＜指示值异常＞※ 请与指示警报器同时处理。详情请参考指示警报器的使用说明书。
故障表现

原因
传感器的漂移存在干扰气体指示值上升（下降）后不复原

可能是检测对象气体有微量泄漏（慢泄漏）。放置不管可能发展成危
险的状态，请与气体警报时同等对应，实施处理。

环境的变化请进行零位调整。

存在干扰气体溶剂等干扰气体的影响很难完全消除。关于去除过滤器等对策，请联系本公司营业网点。

环境的急剧变化灵敏度无法校正请进行零位调整。
溶剂等干扰气体的影响很难完全消除。关于去除过滤器等对策，请联系本公司营业网点。

慢泄漏

气体泄漏等检测点没有异常 噪声的影响却发出气体警报响应慢处理传感器灵敏度劣化
校正气体浓度不正确传感器灵敏度劣化请关闭电源，重新进行启动。
频繁发生这种状况时，请正确实施防噪对策。
如有急剧的环境变化（温度等），本仪器无法随动，受到影响后，有时会发出指示警报。
环境频繁地急剧变化时无法使用，请顾客采取某种措施后再使用。
请更换新的传感器。
请正确准备校正气体。
请更换新的传感器。

29

9．产品规格
9-1．规格一览型号
检测原理
待检测气体
浓度显示
检测范围
检测方式
抽吸流量
警报设置值
警报精度（同一条件下）警报延迟时间(同一条件下)气体警报类型气体警报显示气体警报动作故障警报、自我诊断
故障警报显示故障警报动作
传输方式
传输规格
通信方式
电源功耗
传输线缆
传输距离
安全栅
配管连接口
使用温度范围
使用湿度范围
结构
防爆结构
防爆等级
外形尺寸
重量材质
喷漆外观颜色GD-K88Di
恒电位电解式毒性气体
7 段数码管 LCD（4 位）
依据检测对象气体
抽吸式（另外需要抽吸单元）
0.5L/min±10%依据检测对象气体警报设置值的±30%以内
给予警报设置值的 1.6 倍气体后 60 秒以内（不含配管延迟）
2 级警报(H-HH)
警报信息(AL1/AL2)显示
自动复位或自我保持系统异常/传感器异常内容显示自动复位2 线式模拟传输方式+数字传输（HART 通信）
DC4~20mA（非绝缘、负载电阻 300Ω以下）
HART 7
DC24V±10%约 0.6W
CVVS 等屏蔽线缆(1.25mm2)・2 芯
用 CVVS・1.25mm2 为 1km 以内(但是，检测仪~齐纳安全栅间 600m 以内)
齐纳安全栅(MTL7728ac / MTL7728+ / MTL7728-)或者绝缘安全栅(MTL5541 / RN221N-J1 / KFD2-STC4-Ex1)
气体吸入口/排出口：Rc1/4（O.Dφ6-1t 带特氟龙管用半管接头<材质:PP>）
0~40℃（无骤变）。可能根据搭载的传感器而不同）30~70%RH（无结露。可能根据搭载的传感器而不同）壁挂式
本质安全防爆结构 使用安全栅时
Ex ia ⅡC T4 Ga
约 220(W)×265(H)×90(D)mm（突起部分除外）
约 2.6kg电解镀锌钢板(SECC)或者不锈钢(SUS304)
三聚氰胺烤漆曼塞尔 2.5Y9/230

9-2．检测原理
恒电位电解式传感器是将电极与电解液的界面保持在一定的电位（设置电位）上，直接电解气体的方式。
让施加了特定的电位（设置电位）的电解单元电解气体，根据此时产生的电解电流检测气体。

REF

恒电位仪
电路

WE

输出

CE
WE：作用电极
CE：对电极

10．术语的定义恒电位电解式
初始清空
全量程ppm
校正
HART 通信这是本检测仪内置的传感器的原理。
详情请参考【9-2．检测原理】项。
检测仪的输出信号在电源刚接通后不久会有变动。
这是避免在此期间发出警报的功能。
检测范围的最大值。
表示待检可燃性气体的 100 万分之 1 的浓度(part per million)单位。
表示使用校正气体，使仪器的指示值与校正气体浓度值一致。
在 DC4~20mA 信号上重叠数字信号，传输较多信号的方式。

31

修订记录

版次修 订

发行日期0初版(PT2-1974)

2020/9/28

1

修订:2-5,9-1 后记:4-7 (PT2-1975)

2021/4/132

绝缘安全栅的类型变化 9-1

2023/4/3