No.DMH-01_211127-R2

携帯型デジタルマノメータ
ＤＭＨ－０１シリーズ±125Paと±1250Paの微差圧測定が可能な
超低圧計測に優れた安定性を誇るセンサ搭載のローレンジの２モデルが新たに追加ラインナップ！
更に標準添付 監視ソフトもリニューアル！

1MPa レンジモデル
DMH-01-1MP±10kPa 差圧モデル
DMH-01-10kP

標準添付ソフト HM２D Viewer TM【ご利用事例】
現場でのフィールド測定や、各種の研究開発用途、医療機器の校正、クリーンルームや隔離室の負圧（陰圧）監視など、気体の差圧・圧力測定に幅広くご利用いただけます。
各種 研究用途にピトー管での動圧測定にバーナ調整用、オリフィスメータの差圧測定に

医療機器校正や検査等に【製品特徴】
電池駆動（単３形アルカリ乾電池×2本）の携帯型デジタル微差圧／圧力計、微差圧・正圧・負圧の高精度（±0.5％F.S.※1）ゲージ圧計測が可能（1MPa モデルは正のゲージ圧のみ）ローレンジモデルは優れた姿勢特性

ワンタッチ継手
4 桁 1.8 型半透過 LCD 液晶

φ４チューブ用継手を採用。オプションでφ6変換継手や医療用ルアーテーパ継手にも対応可。

見やすいバックライト付きの LCD ディ
スプレイ。日時･バッテリ状態表示有。

HOLD 機能

オートパワーオフ機能

ホールドボタンで表示値の保持が可能です。

省エネ機能として 10 分で電源 OFF。

サンプリング周期設定（LOG 機能、PEAK 機能時は連続作動）

最速 10 ミリ秒～60 秒までの 12 段階設定可能。

LOG（メモリ）機能

ZERO(ゼロ点)補正機能

本体に 16MB のメモリを搭載。
（10ms サンプリングで約 9 時間）
USB 接続によりパソコンへのロギングも可能です。

ZERO ボタンでゼロ点の補正が可能です。

PEAK 機能
ピークボタンで MAX(最高圧)値、MIN(最低圧)値、AVE(平均圧)値のリアルタム表示と最終の結果表示が可能です。

バックライト機能
ON/OFF と 8 段階の照度設定が可能。

バックアップ機能

バッテリ寿命

電池交換で設定が初期状態に戻ることが無い様に、バックアップ機能を搭載。

電池寿命はバックライト
オフでPEAK機能使用時、約39時間。※２

衝撃軽減用シリコンカバー、専用キャリングケース付き
落下等の衝撃を軽減するシリコンカバー、持ち運びに便利なキャリングケース付き。

トレーサビリティ証明書発行・定期校正サービス対応
標準添付の検査成績書の他、校正証明書・トレーサビリティ体系図の発行や※１．精度±0.5％F.S.は、測定レンジが4kPaより上のモデルです。
※２．付属電池は動作確認用です。電池寿命は、環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーにより異なる場合があります。

定期校正のサービス対応が可能です。（1 年に 1 回の定期校正をお勧めします。）

ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ体系図(ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ ｵﾌﾟｼｮﾝ)

検査成績書（標準添付）

校正証明書(ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ ｵﾌﾟｼｮﾝ)

φ6 ﾁｭｰﾌﾞ用
ﾚｼﾞｭｰｻ利用

医療用ﾙｱｰ
ﾃｰﾊﾟｰ継手

また計量単位は国内計量法除外分野の医療用での水柱メートルや水銀柱メートル系の単位表示、ので、お問い合わせ下さい。

付属ソフト HM2D Viewer TM

2本の閾値ライン（赤線・青線）が設定出来るようになりました。（新機能）【型式表示】
シリーズ名

DMH－０１ ―①①測定範囲

125P：0～±125Pa
1.25kP：0～±1250Pa（1.25kPa）
4kP：0～±4000Pa（4kPa）
10kP：0～±10kPa
40kP：0～±40kPa
100kP：0～±100kPa
1MP：0～1000kPa（1MPa）―②※

医療用途に限り cmH2O･mmHg 等の旧単位モデルの製作が可能です。
その他海外向けの計量単位製品対応等についてはお問い合わせ下さい。
TR：トレーサビリティ証明書発行（校正証明書・体系図）②追加仕様
RF：医療用ルアーフィッティング継手タイプ※その他特殊仕様の対応もご相談に応じます。お問い合わせ下さい。

【別売オプション品】 各種の周辺オプションを取り揃えております。
校正用機器類異径チューブ用レジューサ

各種 ピトー管
ピトー管を用いることで流量測定が可能になります。
詳細はお問い合わせ下さい。

【外径寸法図】

流体配管側
ワンタッチ継手
分岐用ユニオンワイ
タケノコ
ニップル継手コック異径・長尺・異材質の各種チューブホースをご用意しております。
ウレタンチューブ
φ4×2m 品番：40445752

２次側残圧を開放する
３方コックと開閉のみの２方コックがあります。

2 系統の流路切替が可能なバルブです。

社内校正用の液柱式圧力 計もござい

ゴム製
加圧ポンプ

手動加圧ポンプ

U 字管
マノメータ
基準液柱型圧力計

【標準付属品】
・DMH-01 本体×1 台、 ・本体用保護用シリコンカバー×1
・ウレタンチューブホース（外径 φ4 × 内径 φ2.5）2m×1 本（1MPa 用のチューブ材質はナイロンです。差圧計測の場合は、 ２本に切断してご利用下さい。）

・PC 接続用 USB 2.0 ケーブル（mini-B type（オス）× A type（オス））×1 本（USB ケーブルはデータ伝送専用で本体への給電は出来ません。）

・上記 USB ケーブル用フェライトコアマグネット× 1 個・単三形アルカリ乾電池（動作確認用）×2 個・付属専用ソフト HM2D Viewer TM・マニュアル内蔵 CD-ROM × 1 枚・専用キャリングケース × 1 台・取扱説明書、検査成績書、保証書、校正・修理依頼シート ×各 1

専用キャリングケース付【製品仕様】
モデル名

DMH‐01

微差圧レンジ追加
DMH-01-

DMH-01-

DMH-01-

DMH-01-

DMH-01-

DMH-01-125P

DMH-011.25kP

4kP

10kP

40kP

100kP

1MP

計測範囲

0～±125Pa

0～±1250Pa

0～±4000Pa

0～±10kPa

0～±40kPa

0～±100kPa

0～1000kPa

分解能

0.1Pa

1Pa

1Pa

0.01kPa

0.01kPa

0.1kPa1kPa

表示圧力単位Pa

Pa

Pa

kPa

kPa

kPa

kPa

型式

製品コード11549316

11549317

11545515

11543517

11545518

11545519

10145520

JAN コード

4560411140673

4560411140680

4560411140406

4560411140413

4560411140420

4560411140437

4560411140444

MEMS 半導体 センサ

センサ

空気、窒素、酸素など非腐食性、非イオン性ガス

測定媒体
精度

±1.5% F．S．

±0.75% F．S．

（全誤差範囲）（ゼロ調整後）（ゼロ調整後）サンプリング間隔±0.5% F．S．（ゼロ調整後）

10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1sec, 2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 60sec （12 段階）
4 桁 1.8 型半透過LCD （バックライト on/off 8 段階照度調整付き）

表示方式
機能

計測データの本体メモリ記録、HOLD、最小値/最大値/平均値、ゼロアジャスト、オートパワーオフ、PC 接続

動作環境

温度：0～50℃、湿度 35～85％ (凍結・結露なきこと)保管環境

温度：－20～60℃、湿度 10～95％ (凍結・結露なきこと)

圧力接続口

ワンタッチチューブジョイント(チューブ外径 φ4mm）

内蔵メモリ容量

16 MB

外部接続端子

ミニ USB 端子

電源

電池：単 3 形アルカリ乾電池 × 2 本

ケース材質

ABS 樹脂電磁両立性

JIS C61000-4-3 2012 に適合

外形寸法

76(W) ×135(H) ×35（D） ／ 81(W) × 141(H) × 42.5(D)（ 本体のみ/カバー装着時 いずれも突起 部除く)

重量

約 212g／約 350g (本体のみ電池含まず/電池とシリコンカバー含)
本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

標準付属専用ソフト HM2D Viewer

TM仕様

動作OS

Windows7 以降の Windows OS

CPU及びメモリ使用する OS の動作に支障のないこと。

必要ハードディスク容量

ソフト本体 3.3MB＋測定データ記録に必要な容量。
800×600 以上の解像度があること。

ディスプレイ

販売代理店

KOBATA GAUGE MFG. CO., LTD.
〒551-0021 大阪市大正区南恩加島5-8-6
TEL 06-6552-0545（代） FAX 06-6551-1588
URL https://kobata.co.jp/ Mail info@kobata.co.jp