［異常時通報連絡の公表文（様式１－１）］
伊方発電所 モニタリングステーションじんあいモニタの不具合について（第２報）
Ｒ６.３.11
原子力安全対策推進監
電話番号 089-912-2352［異常の区分］国への法律に基づく報告対象事象
県の公表区分
外部への放射能の放出・漏えい
発生日時
発生場所
異常の概要
種類

有・
無
[評価レベル － ]Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ ＰＰ有・
無
[漏えい量 － ]令和５年１２月３０日１１時２０分
１号・２号・３号・共用設備
管理区域内 ・ 管理区域外
・設備の故障、異常・地震、人身事故、その他・核物質防護［異常の内容］
令和５年 12 月 30 日(土曜日)11 時 32 分、四国電力株式会社から、別紙のとおり、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
１ モニタリングステーションのじんあいモニタの故障を示す信号が、中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの状況を確認したところ、じんあいを採取するろ紙用のろ紙送りモータの不調を確認したため、連続的に安定した測定が困難であると判断した。
２ その他の野外モニタに異常はない。
３ また、放射性気体廃棄物の放出は実施していない。
４ 今後、詳細を調査する。
５ なお、本事象によるプラント運転への影響及び環境への放射能の影響はない。

［異常の原因及び復旧状況］
四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
○令和５年 12 月 30 日(土曜日)15 時 33 分（第２報）
１ 調査の結果、ろ紙送りモータの取替えが必要であることを確認した。
２ 当該 モー タ の調 達には 時 間を 要す る こと から、 取 替え まで の 間、 可搬型 の 測定 装置 に より代替測定を実施することとし、 同日 14 時 33 分より、代替測定を開始している。
３ 今後、詳細を調査する。
[以上第１報でお知らせ済 ]○令和６年２月５日(月曜日)15 時 55 分（第３報）
１ その 後、 ろ紙 送 りモー タ の調 達が でき た ことか ら 、当 該モ ータ の 取替え を 行い 、モ ータ の動作状況及びじんあいモニタの測定に問題がないことを確認し、正常状態に復旧した。
２ なお 、復 旧す る までの 間 に実 施し た可 搬 型の測 定 装置 によ る代 替 測定の 結 果に つい ては 、測定値に異常がなかったことを確認している。
３ 今後、詳細を調査する。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認して います。
（ 伊方発電所及び周辺の状況）

１号機
原子炉の運転状況
２号機
３号機
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況
周辺環境放射線の状況［事象発生時の状況］
廃止措置中
廃止措置中
運転中（出力 103％）・ 停止中
通常値
・
異常値
通常値
・
異常値

（参考）
１

国への法律に基づく報告対象事象
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。
国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、７から評価対象外までの９段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。
２

県の公表区分

区分
Ａ

内

容○安全協定書第11条第２項第１号から第10号までに掲げる事態（放射性物質の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象等）○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態（大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生等）○その他特に重要と認められる事態
Ｂ○管理区域内の設備の異常○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき○その他重要と認められる事態

Ｃ○区分Ａ，Ｂ以外の事項

ＰＰ ○核物質防護に影響がある事態
３

管理区域内・管理区域外
その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（３月間に１．３ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射性物質を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。
異常発生の場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。

伊発信年月日発
当信者号 機(定格出力)

方発 電 所 情（お知らせ）

令和５年１２月３０日
伊方発電所

１１時

３２分

西村

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況( 土 )報

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１７ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中人身事故・１２月３０日地震

１１時・

核物質防護・

その他

２０分

所：モニタリングステーション（管理区域外）

発 生 状 況概要 ３．状況：
１２月３０日９時３７分頃に、モニタリングステーションのじんあいモニタの故障を示す信号が、中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの状況を確認したところ、じんあいを採取するろ紙用のろ紙送りモータの不調を確認したため、連続的に安定した測定が困難であると１１時２０分に判断しました。
その他の野外モニタに異常はありません。また、放射性気体廃棄物の放出は実施していません。
今後、詳細を調査します。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊発信年月日発当信者号 機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第２報）

令和５年１２月３０日
伊方発電所

１５時３３分

西村

１号機

２号機

該

発生時
機 状 況( 土 )３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１７ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル

１．発生日時：
２．場

発 生 状 況概要 ３．状

・

(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

１２月３０日

・

１１時

地震

・

核物質防護・

その他

２０分

所：モニタリングステーション（管理区域外）
況：
１２月３０日９時３７分頃に、モニタリングステーションのじんあいモニタの故障を示す信号が、中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの状況を確認したところ、じんあいを採取するろ紙用のろ紙送りモータの不調を確認したため、連続的に安定した測定が困難であると１１時２０分に判断しました。
その他の野外モニタに異常はありません。また、放射性気体廃棄物の放出は実施していません。
今後、詳細を調査します。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
調査の結果、ろ紙送りモータの取り替えが必要であることを確認しました。
当該モータの調達には時間を要することから、取り替えまでの間、可搬型の測定装置により代替測定を実施することとし、本日１４時３３分より、代替測定を開始しています。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備

考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊
発信年月日
発当

信者

号 機(定格出力)

方 発 電 所 情 報（お知らせ、第３報）

令和６年
伊方発電所

２月

( 月 )

１５時

５５分

滝川

１号機

２号機

該発生時
機 状 況

５日

３号機（８９０ＭＷ）
1.出力９１７ＭＷにて廃止措置中

廃止措置中

設備トラブル・(通常運転･調整運転･出力上昇･出力降下)中
2.第回 定期事業者検査中

人身事故

・

地震・

核物質防護・

その他

１．発生日時：１２月３０日 １１時 ２０分
２．場
所：モニタリングステーション（管理区域外）
３．状
況：

発 生 状 況概要

１２月３０日９時３７分頃に、モニタリングステーションのじんあいモニタの故障を示す信号が、中央制御室に発信したことから、保修員がモニタリングステーション内に設置しているじんあいモニタの状況を確認したところ、じんあいを採取するろ紙用のろ紙送りモータの不調を確認したため、連続的に安定した測定が困難であると１１時２０分に判断しました。
その他の野外モニタに異常はありません。また、放射性気体廃棄物の放出は実施していません。今後、詳細を調査します。
なお、本事象によるプラント運転への影響および環境への放射能の影響はありません。
【第１報にてお知らせ済み】
調査の結果、ろ紙送りモータの取り替えが必要であることを確認しました。
当該モータの調達には時間を要することから、取り替えまでの間、可搬型の測定装置により代替測定を実施することとし、１２月３０日１４時３３分より、代替測定を開始しています。今後、詳細を調査します。
【第２報にてお知らせ済み】
その後、ろ紙送りモータの調達ができたことから、当該モータの取り替えを行い、モータの動作状況およびじんあいモニタの測定に問題がないことを確認し、本日１５時４５分、正常状態に復旧しました。なお、復旧するまでの間に実施した可搬型の測定装置による代替測定の結果については、測定値に異常がなかったことを確認しております。
今後、詳細を調査します。

運転状況

備考

１号機：廃止措置中
２号機：廃止措置中
３号機：（通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・定検停止）中

伊方発電所モニタリングステーションじんあいモニタ概略図

ろ紙

吸気側

排気側

検出器

当該箇所

Ｍ
ろ紙送りモータ

空気の流れ伊方発電所 基本系統図＜管理区域内＞○燃料取替用水タンク
通常運転中は、非常用炉心冷却設備等の水源として待機し、定期検査時には燃料取替時の水張りに使用する。

［凡例］○蒸気発生器
原子炉で温められた高温の水を利用して別の水（２次冷却水）を蒸気に変える。

原子炉格納容器
格納容器スプレイ：緊急時に原子炉等を冷やす設備（非常用炉心冷却設備等）[放射性物質を含む]：１次冷却水の水質・水量を調整する設備（化学体積制御設備）[放射性物質を含む]：蒸気発生器でできた蒸気でタービンをまわし発電する設備（２次冷却設備）[放射性物質を含まない]

緊急時に原子炉格納容器内に注水し、内部を冷却･減圧する。
格納容器スプレイ冷却器：原子炉で発生した熱を蒸気発生器に伝える設備（１次冷却設備）[放射性物質を含む]：管理区域（高圧タービンへ）

原子炉格納容器、使用済燃料等の貯蔵、放射性廃棄物の廃棄等の場所であって、その場所の放射線が一定レベル(３月間に1.3ミリシーベルト)を超える恐れのある場所[実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１条第２項第４号に規定]

格納容器スプレイポンプ○原子炉容器
ウラン燃料を核分裂させて、その時に出る熱で水（１次冷却水）を高温にする。

緊急時に原子炉に高圧で注水し、燃料を冷却する。
高圧注入ポンプ○湿分分離加熱器
高圧タービンを出た蒸気を加熱し、蒸気中の水滴を除去する。

緊急時に原子炉に低圧大容量で注水し、燃料を冷却する。また、原子炉停止時の冷却にも使用する。

低圧タービン

余熱除去冷却器

発電機

余熱除去ポンプ
Ｍ

循環水ポンプ取水口

高圧タービン○脱塩塔
１次冷却水に溶け込んだイオン状の不純分を除去する。
○体積制御タンク
１次冷却設備への注水量を調整する。

放水口
復水ポンプ

充てんポンプ

２次冷却水を加熱し、熱効率を向上させる。

高圧給水加熱器

主給水ポンプ○復水器
タービンをまわした蒸気を海水で冷やして水に戻す。

低圧給水加熱器○脱気器
２次冷却水中に溶け込んだ空気を除去する。

雑固体焼却設備
焼却炉
使用済燃料

排ガスファン
フィルタ

使用済燃料ピット

管理区域内で使用した清掃用の紙や布等を焼却し、体積を減らす。

伊方発電所モニタリングステーションじんあいモニタの不具合

伊方発電所

モニタリングステーション

じんあいモニタろ紙送りモータの不具合発生および復旧状況

モニタリングステーション
じんあいモニタ 全景

事象発生時

モータ取り替え後ろ紙ろ紙送りモータ

ろ紙送りモータ

ろ紙送りの流れ用語解説○野外モニタ（モニタリングステーション、モニタリングポスト）
伊方発電所敷地境界において空間放射線の線量率等を連続測定、監視するための測定器を備えた野外測定設備。

○モニタリングステーション
伊方発電所敷地境界の空間放射線量率を測定するモニタおよび大気中のほこり・ちりなどに含まれている放射能量を測定するモニタを設置している。

○モニタリングポスト
伊方発電所敷地境界の空間放射線量率を測定するモニタを設置している。

○じんあいモニタ
空気中のちりをろ紙に採取し、ちりに含まれる放射性物質を自動で測定する装置。

周 辺 環 境 放 射 線 調 査 結 果（県環境放射線テレメータ装置により確認）
令和5年12月30日（土）（単位：ナノグレイ／時）
測定値（シンチレーション検出器） 平常の変動幅の最大値
測定局
時刻 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 降雨時 降雨時以外
18184519
モニタリングステーション（九町越）1818
18
モニタリングポスト伊方越
18181818
1852
20
愛 モニタリングポスト湊浦
2425252525
45
25
モニタリングポスト川永田
252525252551
26
媛
モニタリングポスト九町
34
35
35
35
34
55
35
14
1414
1414
41
16
県 モニタリングポスト大成
25
25
2525
25
52
26
モニタリングポスト豊之浦
モニタリングポスト加周
26
26
26
26
26
60
27
161717171740
18
四 モニタリングステーション
1717171717
4318
国 モニタリングポストNo.1
電 モニタリングポストNo.2
151515151542
16
力 モニタリングポストNo.3
1413
1413133915㈱ モニタリングポストNo.4
161644
171616
16(注) 伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載○ 降雨の状況：有・無○ 伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

（参考）
1 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて（原子力災害対策指針補足参考資料）」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去２年間（令和03、04年度）の測定値を統計処理した幅（平均値±標準偏差の３倍）としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
2 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ／時の地点では、１年間に約0.14ミリシーベルト（ミリはナノの100万倍を表す）の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のＸ線検診を１回受けた場合の４分の１程度の量です。
（放射線量の例）
自然放
射線

環境放射線による１年間の被ばく線量（例：線量率約20ナノグレイ／時の地点）
約20ナノグレイ／時×24時間×365日×0.8÷1,000,000
0.140.01
人
工放
射
線0.1

1100.05

0.66.9

胸のⅩ線集団
検診（１回）

胃のⅩ線集団
検診（１回）

胸部Ⅹ線ＣＴ（１回）

100

ミリシーベルト50
放射線業務従事者の年間線量限度（原子炉等規制法）