電子式マルチメータ
ＸＭ２－１１０シリーズ（零相電圧検出タイプ）

取扱説明書（拡張操作編）！ご注意◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
◇本体を分解､改造しないで下さい。
◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
◇補助電源が停電時は表示が消え、出力が０になります。
◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険が有ります。
◇活線状態ではＶＴ２次側からの入力線は決してショート(短絡)しないで下さい。
◇通信線，アナログ出力は動力ケーブル，高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置して下さい。
◇電圧入力端子のいずれかの端子はアースに接地するようにして下さい。
◇本説明書には、オプション機能（御発注時の選択機能）もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承お願いします。

1目次【1】設定項目一覧 ....................................................................................................................................................3【2】表示関係の設定方法 .........................................................................................................................................4【3】計測関係の設定方法 .........................................................................................................................................8【4】通信出力関係の設定方法（オプションでＲＳ－４８５通信出力付を選択した場合に表示します） ...........10【5】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します） .................................12【6】外部操作入力関係の設定方法.........................................................................................................................14【7】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法 ......................................................................................................162

【1】設定項目一覧[SET]＋[－]キー長押しで設定モードに切り替わります。
設定モードに切り替わりますとＬＣＤ表示の上に番号を表示しています。
（設定モード最初はＳ１１（表示[＋]、[－]キーを押すとＳ１２、Ｓ１３、・・・、Ｓ１６に変更できます。
次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。
（例、Ｓ１１－０１（表示ここで、[＋]、[－]キーを押しますとＳ１１－０１、・・・、Ｓ１１－２７に変更できます。
設定番号

設定項目

初期値

記載頁

S11-03線間電圧表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-04線間電圧表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-11

周波数表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-12

周波数表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-28零相電圧表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）6P

S11-29零相電圧表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）6P

S11-27

表示更新周期

0.5 秒

6P

S12-01

バーグラフ表示 周波数目盛設定

50/60(45～65)

8P

S12-07零相電圧 遅延時間設定

S13-02

ＲＳ－４８５通信S14-01

警報出力 チャンネル１

S14-02

警報出力 チャンネル１

S14-03

警報出力 チャンネル１

S14-04

警報出力 チャンネル２

S14-05

瞬時(0 秒)8P

50/60(45～65)

10P

上下限HI(上限警報)

12P

ディレイ

0

12P

復帰方法

AUTO(自動)12P

上下限HI(上限警報)12P

警報出力 チャンネル２

ディレイ0

12P

S14-06

警報出力 チャンネル２

復帰方法

AUTO(自動)12P

S15-01

外部操作入力１ 機能

表示切替

14P

S15-02

外部操作入力２ 機能

最大・最小リセット

14P

S16-02バーグラフ

線間電圧 最大目盛0(機能除外）

16P

S16-06バーグラフ

零相電圧 最大目盛0(機能除外）

16P

周波数範囲設定3））））

【2】表示関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１１－０３：電圧表示点滅Ｈ設定（予定指針付）
表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-03)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Volt-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[SET]+[-]長押A
[＋]

[＋]

[DISPLAY]

[－]

[SET]

[－]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]

Ｓ１１－０４：電圧表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

[＋]

[＋]

A
[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-04)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Volt-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]Ｓ１１－１１：周波数表示点滅Ｈ設定（予定指針付）
[＋]

[－]
A

[＋]

[－]

[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-11)を表示。
上 段 ：設定タイトル(HZ-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[＋]

[－]

Ｓ１１－１２：周波数表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-12)を表示。
上 段 ：設定タイトル(HZ-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）[－]④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)4Ｓ１１－０３．電圧表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電圧の計測値がこの設定値以上になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－０４．電圧表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電圧の計測値がこの設定値以下になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－１１．周波数表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・周波数の計測値がこの設定値以上になると、周波数のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・周波数をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・４５．０Ｈｚ～６５．０Ｈｚの範囲で設定できます。
Ｓ１１－１２．周波数表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について
・周波数の計測値がこの設定値以下になると、周波数のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・周波数をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・４５．０Ｈｚ～６５．０Ｈｚの範囲で設定できます。

5

Ｓ１１－２８.零相電圧表示点滅（予定指針付）Ｈ設定A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-28)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Vo-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－２９.零相電圧表示点滅（予定指針付）Ｌ設定A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-29)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Vo-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－２７：表示更新周期設定A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-27)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Display CYCle の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]6

Ｓ１１－２８．零相電圧表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について
・零相電圧の計測値がこの設定値以上になると、零相電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側の値で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・零相電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値、完全地絡電圧、及び零相電圧三次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定できます。
※完全地絡電圧を「ＶＴ一次側定格値の 1/√3 倍値」に設定している場合、本項の「定格」や「一次側」も 1/√3 倍の値となります。
Ｓ１１－２９．零相電圧表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について
・零相電圧の計測値がこの設定値以下になると、零相電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・零相電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値、完全地絡電圧、及び零相電圧三次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定できます。
※完全地絡電圧を「ＶＴ一次側定格値の 1/√3 倍値」に設定している場合、本項の「定格」や「一次側」も 1/√3 倍の値となります。
Ｓ１１－２７．表示更新周期設定について・表示更新周期を設定します。
・設定された周期で計測値が更新されます。
・この設定を変更しても、アナログ出力の更新周期は２５０ｍｓのままです。
・設定は０．２５秒～２．００秒の範囲で０．２５秒単位で可能です7【3】計測関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１２－０１：バーグラフ表示[SET]+[-]長押A
[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(BARgraph の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(HZ)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]
[SET]

[＋]
[＋]

[－]

Ｓ１２－０７：零相電圧

A[＋]

周波数目盛設定

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

設定値
45～65Hz45～55Hz55～65Hz

遅延時間設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-07)を表示。
上 段 ：設定タイトル(DELay の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(Vo)を表示。
下 段 ：設定値を表示。
設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

[－]

[＋]

表示
50/60
5060

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－][DISPLAY]

[＋]

設定値

[－]

8

設定値
表示
0.00S
0.05S
0.10S
0.20S
0.30S
0.40S
0.50S
1.00S
2.00S
3.00S
4.00S
5.00S

設定値
瞬時
0.05 秒
0.10 秒
0.20 秒0.30 秒0.40 秒
0.50 秒
1.00 秒
2.00 秒
3.00 秒
4.00 秒
5.00 秒Ｓ１２－０１．バーグラフ表示 周波数設定について周波数をバーグラフに表示する場合の目盛を設定します。
表示例
50/60Hz
50Hz

Ｓ１２－０７．零相電圧 遅延時間設定
・零相電圧の遅延時間を設定します。
・計測値＞０の状態が設定時間以上、継続した場合、表示・出力されます。

960Hz

【4】通信出力関係の設定方法（オプションでＲＳ－４８５通信出力付を選択した場合に表示します）
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１３－０２：ＲＳ－４８５通信[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S13-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(COMmunication の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(HZ)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]
[SET]

[＋]
[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

周波数範囲設定

設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

10

設定値
表示
50/60
5060

スケール範囲45～65Hz45～55Hz55～65HzＳ１３－０２．周波数範囲設定
・周波数の計測値をＲＳ－４８５通信で送る場合のスケール（変換値）を設定します。
45～65Hz（50/60）に設定すると、45～65Hz が 0～2000 で伝送されます。
45～55Hz（50）に設定すると、45～55Hz が 0～2000 で伝送されます。
55～65Hz（ 60）に設定すると、55～65Hz が 0～2000 で伝送されます。
・出荷時は 45～65Hz（50/60）に設定されています。
・この設定を変更しても、表示には影響しません。

11

【5】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します）
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY]

Ｓ１４－０１：警報出力[SET]+[-]長押A
[＋]

[－]

Ｓ１４－０２：警報出力[－]

Ｓ１４－０３：警報出力A[＋]

チャンネル１

Ｓ１４－０４：警報出力チャンネル１

チャンネル２[DISPLAY][＋]
Ｓ１４－０５：警報出力

設定値
AUTO
MANU

項目
自動復帰
手動復帰

設定値
設定値
HI
LO

項目
上限
下限

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]チャンネル２

ディレイ設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-05)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(DELay の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[－][DISPLAY][＋]
Ｓ１４－０６：警報出力

A

設定値

上下限設定

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-04)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(High Low)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[－]

A

復帰方法設定設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

[SET]

[＋]

ディレイ設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-03)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RETurn の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[＋]

[＋]

項目
上限
下限

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[DISPLAY]

[－]

A

設定値
HILO

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(DELay の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[－]

[－]

設定値

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－][DISPLAY]

[＋]
[＋]

上下限設定

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(High Low)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[SET]

A

[＋]

チャンネル１[DISPLAY]

[＋]
[＋]

[－]

A

[－]

設定値は変更できません。

チャンネル２

復帰方法設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-06)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RETurn の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

12

設定値
設定値
AUTO
MANU

項目
自動復帰
手動復帰

Ｓ１４－０１・Ｓ１４－０４．上下限設定について警報の動作を設定します。
設定を上限（HI）に設定すると、計測値が設定値以上になった場合警報出力します。
設定を下限（LO）に設定すると、計測値が設定値以下になった場合警報出力します。
出荷時は上限（HI）に設定されています。
Ｓ１４－０２．警報出力１ ディレイ設定について警報出力のディレイ（遅れ時間）を設定します。
計測値がディレイ設定時間以上連続して設定値以上（以下）になると警報出力します。
出荷時は０秒に設定されています。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
０秒～３００秒の範囲で設定できます。
Ｓ１４－０３・Ｓ１４－０６．復帰方法について警報出力の復帰方法を設定します。
自動（AUTO）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になると警報出力を OFF にします。
手動（MANU）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になっても警報出力を OFF にしません。
警報出力を OFF にするには、「RESET」キーを約１秒間すと、OFF になります。
出荷時は自動に設定されています。
Ｓ１４－０５．警報出力２ ディレイ設定について設定値は変更できません。

13

【6】外部操作入力関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY]

Ｓ１５－０１. 外部操作入力１[SET]+[-]長押A
[＋]

[－]

[SET]

Ｓ１５－０２. 外部操作入力２

[－]
A

[＋]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

設定値
設定値

項目DIS

表示切替DET
M/M
RES
LED

詳細表示
最大／最小表示最大／最小リセット
バックライト点灯

機能設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S15-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Switch2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(MODE の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]

[＋]

機能設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S15-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(SWitch1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(MODE)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]
[＋]

[－]

A

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

14

設定値
設定値項目

DIS

表示切替

DET
M/M
RES
LED

詳細表示
最大／最小表示最大／最小リセット
バックライト点灯

Ｓ１５－０１・Ｓ１５－０２．外部操作入力 機能設定について外部操作入力１、２の機能を設定します。
機能については下記５機能あります。
・機能１：表示切替（外部操作入力１出荷時設定）
計測表示中の［DISPLAY］キーと同等の動作をします。
計測表示中でない場合は動作しません。
・機能２：詳細表示
計測表示から詳細表示に切替、または、詳細表示の項目切替をします。
５分間操作なしで、通常表示に戻ります。
・機能３：最大・最小値表示（計測表示中の［MAX/MIN］キーと同等の動作をします。
）
・機能４：最大・最小値リセット（外部操作入力２出荷時設定）
各計測値の最大・最小値を一括リセットします。
・機能５：バックライト点灯
外部操作入力が ON 時、バックライトを点灯します(バックライト動作が自動消灯モードの場合)。

15

【7】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[DISPLAY][＋]

A

Ｓ１６－０２：バーグラフ[SET]+[-]長押
A
[＋]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(LineVolt-Bargraph の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]
[SET]

[＋]

[－]

[＋]
Ｓ１６－０６：バーグラフ

[＋]

[＋]

[－]

A

[＋]

[－]

[＋]

[－]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

零相電圧最大目盛設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-06)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Vo-Bargraph の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]

[＋]

[－]
線間電圧最大目盛設定

設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)16Ｓ１６－０２.バーグラフ 線間電圧最大目盛設定
線間電圧のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＶＴ比が最大目盛となります。
（機能除外）※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＶＴ比によっては１３６％まで設定できない場合があります。
Ｓ１６－０６.バーグラフ 零相電圧最大目盛設定
零相電圧のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＶＴ比が最大目盛となります。
（機能除外）※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※完全地絡電圧を「ＶＴ一次側定格値の 1/√3 倍値」に設定している場合、本項の「定格」や「ＶＴ比」も 1/√3 倍の値となります。

17品質・性能向上のため，記載内容をお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

URL www.hakaru.jp
本社・工場〒５３２－００２７

大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６

改訂７ 2022.10.17.
初版
2012. 6.28.

ＴＫ－１８２５５18