Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Tapered type

術 式 チャート

Surgical Guide System

Tapered type
術式チャートの見方

ＢＬ４２−Ｈ９

ＴＰ４２−Ｓ

ＴＰ４２−Ｓ

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

インプラントトルクレンチモーターによる埋入 による埋入ＴＰ

骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42

8mm

3.5

骨内長

骨部

４２−Ｈ９

歯肉部

ＰＲＥ４２−Ｈ９４２（例）サージカルガイドステント高さ９mm、インプラント径φ4.2mm、骨内長8mm、Tapered typeの場合

商品名マーキング表示内容

5.5

9

8

8

8

8

SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR
42-SH9N
42-TP-S42
DRL42-SH9
42-SH942-TP-S
42-TP-M
SD42-H9-N
TP42-S42
PRE42-H942-H9TP42-S
42/TP

SGステップドリル、SGファイナルドリルTPの記載寸法は、
ドリルに対応するインプラント長です。

88SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-SH942-WH9BL42-H9

骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-SH＊タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER ＊-WH＊タイプを選択することができます。

ドリ ル 先 端 仕 様SGステップドリル、SGファイナルドリルTPのドリルの刃長は、
インプラント体よりも下記のように長く設定されています。
SGステップドリル
φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm

SGファイナルドリルTP

0.2mm長い

φ3.2mm φ3.4mm φ3.7mm

0.1mm長い

φ4.2mm φ4.7mm φ5.2mm

0.2mm長い

0.1もしくは0.2mm

0.2mm

1

サージカルガイドステント高さ

9mm

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Tapered type2

術 式 チャート

Surgical Guide System

9mm

ＢＬ３２−Ｈ９

ＴＰ３２−Ｓ

ＴＰ３２−Ｓ

8

8

SG-PILOTDRL
32-SH932-H9SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

SG-T FORMER
32-TP-S
TP32-S

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

ＴＰ３２−Ｓ

骨質が硬い場合

ＴＰ３２−ＳＴＰ

8

SurgicalGuide Stent

10

SG-PILOTDRL
32-SH932-H9SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

SG-T FORMER
32-TP-S
TP32-S

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

SGBL-I DRIVER ※32-SH9BL32-H9

骨質が硬い場合

ＴＰ

ＴＰ３２−Ｍ10

ＢＬ３２−Ｈ９10

10ＴＰ３２−Ｍ

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
32-WH932-SH9BL32-H9

ＴＰ３２−Ｓ

5.5

SurgicalGuide Stent

3.5

骨内長

SG-T PUNCH
32
32

SG-PREPILOTDRL32-SH9
PRE32-H9

12

12

12

SG-PILOTDRL
32-SH932-H9SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

SG-T FORMER
32-TP-M
TP32-M

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

ＴＰ３２−Ｓ

ＴＰ３２−Ｍ

骨質が硬い場合

ＴＰ

5.5

SG-PILOTDRL
32-SH932-H9

10SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

ＴＰ３２−Ｍ

10

３２−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL32-SH9
PRE32-H9
ＰＲＥ３２−Ｈ９

３２

SG-T PUNCH
32
32

5.5

12
SGBL-I DRIVER※
32-SH9BL32-H9
ＢＬ３２−Ｈ９3.5

14mm

マーキング表示内容

8

SG-STOPPER
RING32

骨内長

商品名

9

３２−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL32-SH9
PRE32-H9
ＰＲＥ３２−Ｈ９

３２

SG-T PUNCH
32
32

12mm
マーキング表示内容

5.5

3.5

骨内長

商品名

SurgicalGuide Stent

３２−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL32-SH9
PRE32-H9
ＰＲＥ３２−Ｈ９

３２

SG-T PUNCH
32
32

10mm
マーキング表示内容※

ＢＬ３２−Ｈ９

3.5

骨内長

商品名

ＴＰ

骨質が硬い場合

SG-STOPPER
RING32

8mm
商品名

３２−Ｈ９

ＰＲＥ３２−Ｈ９

φ3.2mm３２

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

14

14

14

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

SG-T FORMER
32-TP-M
TP32-M

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

14
SGBL-I DRIVER※
32-SH9BL32-H9

単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 32-WH9タイプを選択することができます。

3

Surgical Guide System

9mm

ＢＬ３４−Ｈ９

ＴＰ３４−Ｓ

ＴＰ３４−Ｓ

8

8

SG-PILOTDRL
34-SH934-H9SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

SG-T FORMER
34-TP-S
TP34-S

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

ＴＰ３４−Ｓ

骨質が硬い場合

ＴＰ３４−ＳＴＰ

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
34-SH934-WH9BL34-H9

10

SG-PILOTDRL
34-SH934-H9SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

SG-T FORMER
34-TP-S
TP34-S

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP
骨質が硬い場合

10
SGBL-I DRIVER ※34-SH9BL34-H9ＴＰ

ＢＬ３４−Ｈ９10

ＴＰ３４−Ｍ10

ＴＰ３４−Ｍ

8

SurgicalGuide Stent

ＴＰ３４−Ｓ

5.5

SurgicalGuide Stent

3.5

骨内長

SG-T PUNCH
34
34

SG-PREPILOTDRL34-SH9
PRE34-H9

12

12

12

SG-PILOTDRL
34-SH934-H9SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-T FORMER
34-TP-M
TP34-M

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

ＴＰ３４−Ｓ

ＴＰ３４−Ｍ

骨質が硬い場合

ＴＰ

5.5

SG-PILOTDRL
34-SH934-H9

10SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

ＴＰ３４−Ｍ

10

３４−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL34-SH9
PRE34-H9
ＰＲＥ３４−Ｈ９

３４

SG-T PUNCH
34
34

5.5

12
SGBL-I DRIVER※
34-SH9BL34-H9
ＢＬ３４−Ｈ９3.5

14mm

マーキング表示内容

8

SG-STOPPER
RING34

骨内長

商品名

9

３４−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL34-SH9
PRE34-H9
ＰＲＥ３４−Ｈ９

３４

SG-T PUNCH
34
34

12mm
マーキング表示内容

5.5

3.5

骨内長

商品名

SurgicalGuide Stent

３４−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL34-SH9
PRE34-H9
ＰＲＥ３４−Ｈ９

３４

SG-T PUNCH
34
34

10mm
マーキング表示内容※

ＢＬ３４−Ｈ９

3.5

骨内長

商品名

ＴＰ

骨質が硬い場合

SG-STOPPER
RING34

8mm
商品名

３４−Ｈ９

ＰＲＥ３４−Ｈ９

φ3.4mm３４

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

14

14

14

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-T FORMER
34-TP-M
TP34-M

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

14
SGBL-I DRIVER※
34-SH9BL34-H9
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 34-WH9タイプを選択することができます。

4Surgical Guide System

9mm

8SG-PILOTDRL
37-SH937-H9SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-T FORMER
37-TP-S
TP37-S

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

ＴＰ３７−Ｓ

骨質が硬い場合

ＴＰ３７−Ｓ

ＢＬ３７−Ｈ９

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
37-WH937-SH9BL37-H9

SurgicalGuide Stent

10

SG-PILOTDRL
37-SH937-H9SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-T FORMER
37-TP-S
TP37-S

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP
骨質が硬い場合

10
SGBL-I DRIVER ※37-SH9BL37-H9ＴＰ

ＢＬ３７−Ｈ９10

ＴＰ３７−Ｍ10

ＴＰ３７−Ｍ

8

8

SurgicalGuide Stent

12

12

SG-PILOTDRL
37-SH937-H9SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-T FORMER
37-TP-M
TP37-M

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

ＴＰ３７−Ｍ

骨質が硬い場合

ＴＰ

3.5

骨内長

SG-T PUNCH
37
37

SG-PREPILOTDRL37-SH9
PRE37-H9

SG-T FORMER
37-TP-M
TP37-M

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

SG-PILOTDRL
37-SH937-H9SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

5.5

SG-PILOTDRL
37-SH937-H9

10SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

骨質が硬い場合

14
SGBL-I DRIVER※
37-SH9BL37-H9ＴＰ

ＢＬ３７−Ｈ９14

ＴＰ３７−Ｍ14

ＴＰ３７−Ｓ

14

３７−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL37-SH9
PRE37-H9
ＰＲＥ３７−Ｈ９

３７

SG-T PUNCH
37
37

10

SGBL-I DRIVER※
37-SH9BL37-H9

SurgicalGuide Stent

ＴＰ３７−Ｌ

5.5

ＴＰ３７−Ｌ

3.5

12

ＢＬ３７−Ｈ９12

ＴＰ３７−Ｍ10

ＴＰ３７−Ｓ

5.5

３７−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL37-SH9
PRE37-H9
ＰＲＥ３７−Ｈ９

３７

SG-T PUNCH
37
37

16mm

マーキング表示内容

ＴＰ

ＴＰ３７−Ｓ

5.5

骨内長

商品名

ＴＰ３７−Ｓ

8

3.5

14mm

マーキング表示内容

ＴＰ３７−Ｓ

8

SG-STOPPER
RING37

骨内長

商品名

9

３７−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL37-SH9
PRE37-H9
ＰＲＥ３７−Ｈ９

３７

SG-T PUNCH
37
37

12mm
マーキング表示内容

5.5

3.5

骨内長

商品名

SurgicalGuide Stent

３７−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL37-SH9
PRE37-H9
ＰＲＥ３７−Ｈ９

３７

SG-T PUNCH
37
37

10mm
マーキング表示内容※

骨質が硬い場合

ＢＬ３７−Ｈ９

3.5

骨内長

商品名

ＴＰ

SG-STOPPER
RING37

8mm
商品名

３７−Ｈ９

ＰＲＥ３７−Ｈ９

φ3.7mm３７

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

14

16

16

16

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-FINALDRL
37-TP-L
TP37-L

SG-T FORMER
37-TP-L
TP37-L

SG-ANCHOR
37-TP-L（N）
37/TP

16

SGBL-I DRIVER※
37-SH9BL37-H9
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-WH9タイプを選択することができます。

5

Surgical Guide System

9mm

ＢＬ４２−Ｈ９

ＴＰ４２−Ｓ

ＴＰ４２−Ｓ

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

SurgicalGuide Stent

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※42-TP-M
42-SH942/TP
BL42-H9
骨質が硬い場合

ＴＰ

ＢＬ４２−Ｈ９10

10

ＴＰ４２−Ｍ

ＴＰ４２−Ｍ

ＢＬ４２−Ｈ９ＴＰ

ＴＰ４２−Ｓ

ＴＰ４２−Ｓ

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

8

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-WH942-TP-M
42-SH942/TP
BL42-H910

SG-FINALDRL SG-T FORMER
42-TP-S
42-TP-S
TP42-S
TP42-S88

骨質が硬い場合

10

SurgicalGuide Stent

SG-T PUNCH
42
42

5.5

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL42-SH9
42-SH9PRE42-H942-H910

SG-FINALDRL
42-TP-S
TP42-SＴＰ

14

SurgicalGuide Stent

14

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
42-TP-M
42-SH942/TP
BL42-H9
骨質が硬い場合

1614

ＴＰ４２−ＬＴＰ４２−Ｌ

14

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※42-TP-M
42-SH942/TP
BL42-H916

ＢＬ４２−Ｈ９1412ＢＬ４２−Ｈ９

骨質が硬い場合

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
42-TP-S
42-TP-M
42-TP-M
TP42-S
TP42-M
TP42-M

10

SG-STEPDRL
42-SH9-N
SD42-H9-N

ＴＰ４２−Ｍ

ＴＰ４２−Ｍ

ＴＰ４２−Ｓ

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

４２−Ｈ９

3.5

骨内長

10

12

12

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
42-TP-S
42-TP-M
42-TP-M
TP42-S
TP42-M
TP42-M

10

SG-STEPDRL
42-SH9-N
SD42-H9-N

12

ＴＰ４２−Ｍ

5.5

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL42-SH9
42-SH9PRE42-H942-H9ＰＲＥ４２−Ｈ９

４２

SG-T PUNCH
42
42

SG-STEPDRL
42-SH9-N
SD42-H9-N

10

ＴＰ４２−Ｓ

４２−Ｈ９

3.5

10

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

SG-PREPILOT SG-PILOTDRL
42-SH9DRL42-SH942-H9PRE42-H9
ＰＲＥ４２−Ｈ９

４２

SG-T PUNCH
42
42

16mm

マーキング表示内容

SG-STEPDRL
42-SH9-N
SD42-H9-N

8

SG-FINALDRL SG-T FORMER
42-TP-S
42-TP-S
TP42-S
TP42-S

10

5.5

骨内長

商品名

SG-STEPDRL
42-SH9-N
SD42-H9-N

ＳＤ４２−Ｈ９−Ｎ

４２−Ｈ９

3.5

14mm

マーキング表示内容

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42

骨内長

商品名

8

8

5.5

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL42-SH9
42-SH9PRE42-H942-H9ＰＲＥ４２−Ｈ９

４２

SG-T PUNCH
42
42

12mm
マーキング表示内容

４２−Ｈ９

3.5

骨内長

商品名

5.5

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL42-SH9
42-SH9PRE42-H942-H9ＰＲＥ４２−Ｈ９

４２

SG-T PUNCH
42
42

10mm
マーキング表示内容※

9ＴＰ４２−Ｓ

3.5

骨内長

商品名

ＴＰ

骨質が硬い場合

SG-STOPPER
RING42

8mm
商品名

４２−Ｈ９

ＰＲＥ４２−Ｈ９

φ4.2mm４２

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

16

16
※

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER
42-TP-L（N）
42-SH942-TP-L
42-TP-L
42-TP-M
BL42-H9
TP42-LTP42-L
42/TP
TP42-M

単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-WH9タイプを選択することができます。

6

Surgical Guide System

9mm

骨内長

商品名
マーキング表示内容

ＢＬ４７−Ｈ９

ＴＰ４７−Ｓ

ＴＰ４７−Ｓ

ＳＤ４７−Ｈ９−Ｎ

88

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
47-WH947-TP-M
47-SH947/TP
BL47-H9ＴＰ

骨質が硬い場合

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※47-TP-M
47-SH947/TP
BL47-H9
骨質が硬い場合

ＴＰ

ＢＬ４７−Ｈ９10

10

ＴＰ４７−Ｍ

ＴＰ４７−Ｍ

SG-FINALDRL SG-T FORMER
47-TP-S
47-TP-S
TP47-S
TP47-S
ＴＰ４７−Ｓ

SurgicalGuide Stent

10

10

8

ＢＬ４７−Ｈ９

ＴＰ４７−Ｓ

ＳＤ４７−Ｈ９−Ｎ

SG-STEPDRL
47-SH9-N
SD47-H9-N
ＳＤ４７−Ｈ９−Ｎ

10

SG-PILOTDRL
47-SH947-H9SurgicalGuide Stent

SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL
47
47-SH9DRL47-SH947
47-H9PRE47-H9

10

SG-FINALDRL
47-TP-S
TP47-S

ＢＬ４７−Ｈ９ＴＰ

14SurgicalGuide Stent

14

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
47-SH947-TP-M
BL47-H947/TP
骨質が硬い場合

1614

ＴＰ４７−Ｌ

ＴＰ４７−Ｌ

14

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※47-SH947-TP-M
BL47-H9
47/TP

16

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
47-TP-M
47-TP-L
47-TP-L
TP47-M
TP47-LTP47-L

ＢＬ４７−Ｈ９

14

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
47-TP-M
47-TP-M
47-TP-S
TP47-M
TP47-M
TP47-S

10

SG-STEPDRL
47-SH9-N
SD47-H9-N

ＴＰ４７−Ｍ

ＴＰ４７−Ｍ

ＴＰ４７−Ｓ

ＳＤ４７−Ｈ９−Ｎ

４７

ＰＲＥ４７−Ｈ９

４７−Ｈ９

5.5

10

骨質が硬い場合

12

12

12

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
47-TP-M
47-TP-M
47-TP-S
TP47-M
TP47-M
TP47-S

10

SG-STEPDRL
47-SH9-N
SD47-H9-N

12

ＴＰ４７−Ｍ

5.5

SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL47
DRL47-SH9
47-SH947
PRE47-H9
47-H9

3.5

SG-STEPDRL
47-SH9-N
SD47-H9-N

10

ＴＰ４７−Ｓ

４７−Ｈ９

3.5

10

ＳＤ４７−Ｈ９−Ｎ

SG-PREPILOT SG-PILOTDRL
47-SH9DRL47-SH947-H9PRE47-H9
ＰＲＥ４７−Ｈ９

４７

SG-T PUNCH
47
47

5.5

骨内長

16mm

SG-STEPDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
47-SH9-N
47-TP-S
47-TP-S
SD47-H9-N
TP47-S
TP47-S

5.5

3.5

14mm

マーキング表示内容

8

8

SG-STOPPER
RING47

骨内長

商品名SurgicalGuide Stent
9

8

４７−Ｈ９

SG-PREPILOTDRL47-SH9
PRE47-H9
ＰＲＥ４７−Ｈ９

４７

SG-T PUNCH
47
47

12mm
マーキング表示内容

４７−Ｈ９

3.5

骨内長

商品名

5.5

SG-PREPILOT SG-PILOTDRLDRL47-SH9
47-SH9
PRE47-H947-H9ＰＲＥ４７−Ｈ９

４７

SG-T PUNCH
47
47

10mm
マーキング表示内容※

骨質が硬い場合

ＴＰ４７−Ｓ

3.5

骨内長

商品名

ＴＰ

SG-STOPPER
RING47

8mm
商品名

４７−Ｈ９

ＰＲＥ４７−Ｈ９

φ4.7mm４７

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

16

16
※

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER
47-TP-L（N）
47-SH947/TP
BL47-H9

単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-WH9タイプを選択することができます。

7

Surgical Guide System

16mm
骨内長

商品名
マーキング表示内容

ＢＬ５２−Ｈ９

ＴＰ５２−Ｓ8

ＢＬ５２−Ｈ９ＴＰ

ＴＰ５２−Ｓ

ＴＰ５２−Ｓ

10

SurgicalGuide Stent

10

10

10

SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※52-TP-S
52-TP-S
52-TP-M
52-SH9TP52-S
TP52-S
52/TP
BL52-H9
ＴＰ５２−Ｓ

ＳＤ５２−Ｈ９−２Ｎ

ＳＤ５２−Ｈ９−１Ｎ

8

SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
52-WH952-TP-S
52-TP-S
52-TP-M
52-SH9TP52-S
TP52-S
52/TP
BL52-H910
SG-STEPDRL
52-SH9#2N
SD52-H9-2N8

8

ＴＰ５２−Ｍ

10

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

3.5

5.5

10

SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRL52
DRL52-SH9
52-SH952-SH9#1N
52
PRE52-H952-H9SD52-H9-1N

SG-STEPDRL
52-SH9#2N
SD52-H9-2N

10

14

ＢＬ５２−Ｈ９

ＴＰ５２−Ｍ

ＴＰ５２−Ｍ

ＴＰ５２−Ｓ

10

12

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※52-TP-S
52-TP-M
52-TP-M
52-TP-M
52-SH9TP52-S
TP52-M
TP52-M
52/TP
BL52-H910

SG-STEPDRL
52-SH9#2N
SD52-H9-2N

12

ＴＰ

14

SurgicalGuide Stent

14

14

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※52-TP-S
52-TP-M
52-TP-M
52-TP-M
52-SH9TP52-S
TP52-M
TP52-M
52/TP
BL52-H9

10

14

ＴＰ

16

16

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-S
52-TP-M
52-TP-L
52-TP-L
TP52-S
TP52-M
TP52-LTP52-L

ＢＬ５２−Ｈ９ＳＤ５２−Ｈ９−１Ｎ

５２−Ｈ９ＰＲＥ５２−Ｈ９

５２

SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH952-SH9#1N
52
DRL52-SH952-H9SD52-H9-1N
52
PRE52-H91212ＴＰ５２−Ｌ10

10

ＴＰ５２−Ｌ

5.5

ＳＤ５２−Ｈ９−２Ｎ

3.5

SG-STEPDRL
52-SH9#2N
SD52-H9-2N
ＳＤ５２−Ｈ９−２Ｎ

ＳＤ５２−Ｈ９−１Ｎ

５２−Ｈ９ＰＲＥ５２−Ｈ９

５２

SG-T PUNCH SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRL52
DRL52-SH9
52-SH952-SH9#1N
52
PRE52-H952-H9SD52-H9-1N

10ＴＰ５２−Ｍ10

ＴＰ５２−Ｓ5.5

骨内長

マーキング表示内容

ＳＤ５２−Ｈ９−１Ｎ

５２−Ｈ９
５２−Ｈ９

3.5

14mm
商品名

9

SG-STOPPER
RING52骨内長

マーキング表示内容

5.5

SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRLDRL52-SH9
52-SH952-SH9#1N
PRE52-H952-H9SD52-H9-1N
ＰＲＥ５２−Ｈ９

５２

SG-T PUNCH
52
52

12mm
商品名

ＴＰ５２−Ｓ

SG-STEPDRL
52-SH9#2N
SD52-H9-2N

3.5

SurgicalGuide Stent

8

ＳＤ５２−Ｈ９−２Ｎ

SG-PREPILOT SG-PILOTDRL SG-STEPDRLDRL52-SH9
52-SH952-SH9#1N
PRE52-H952-H9SD52-H9-1N

骨内長

マーキング表示内容

ＳＤ５２−Ｈ９−１Ｎ

8

10mm

※

SG-STOPPER
RING52

8

ＰＲＥ５２−Ｈ９

５２

SG-T PUNCH
52
52

5.5

ＴＰ

ＴＰ５２−Ｍ

3.5

骨内長

商品名

５２−Ｈ９

SG-STOPPER
RING528mm
マーキング表示内容

ＳＤ５２−Ｈ９−２Ｎ

φ5.2mmＰＲＥ５２−Ｈ９５２

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＢＬ５２−Ｈ９9mm

SurgicalGuide Stent

16

16

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER
52-TP-L（N）
52-SH9BL52-H952/TP※

単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH9タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-WH9タイプを選択することができます。

8

11mm

サージカルガイドステント高さ

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Tapered type9

術 式 チャート

Surgical Guide System

11mm

ＴＰ３２−Ｓ

骨質が硬い場合

ＢＬ３２−Ｈ１１※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent
11

8

SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

SG-T FORMER
32-TP-S
TP32-S

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

ＴＰ３２−Ｓ8

ＴＰ３２−Ｍ

SG-PILOTDRL
32-SH11-N
32-H11（N）
３2−Ｈ１１（Ｎ）

３２

SG-T PUNCH
32
32

8

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
32-WH1132-SH11BL32-H11
ＢＬ３２−Ｈ１１5.5

骨内長ＴＰ３２−Ｍ

8mm
マーキング表示内容

ＴＰ３２−Ｓ

３2−Ｈ１１（Ｎ）

φ3.2mm３２

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ
骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING32

SG-T FORMER
32-TP-M
TP32-M

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

骨質が硬い場合ＴＰ

SGBL-I DRIVER ※32-SH11BL32-H11

SurgicalGuide Stent

12

12

SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

SG-T FORMER
32-TP-M
TP32-M

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP
骨質が硬い場合

12
SGBL-I DRIVER※
32-SH11BL32-H11

ＢＬ３２−Ｈ１１12

ＴＰ３２−Ｍ

SG-PILOTDRL
32-SH11-N
32-H11（N）

8

10ＢＬ３２−Ｈ１１

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

ＴＰ３２−Ｓ

３２

SG-T PUNCH
32
32

３2−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S5.5

骨内長

マーキング表示内容

10

ＴＰ３２−Ｌ12mm

10ＴＰ３２−Ｍ

SG-PILOTDRL
32-SH11-N
32-H11（N）

10

ＴＰ３２−Ｍ

３２

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
32
32

３2−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

8

ＴＰ３２−Ｓ5.5

骨内長ＴＰ３２−Ｌ

10mm

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING32

14mm

5.5

骨内長

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
32
32

SG-PILOTDRL
32-SH11-N
32-H11（N）

8

SG-FINALDRL
32-TP-S
TP32-S

12

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

14

14

14

14

SG-FINALDRL
32-TP-L
TP32-L

SG-T FORMER
32-TP-L
TP32-L

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

SGBL-I DRIVER※
32-SH11BL32-H11
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 32-WH11タイプを選択することができます。

10Surgical Guide System

11mm

ＴＰ３４−Ｓ

骨質が硬い場合

ＢＬ３４−Ｈ１１※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent
11

8

SG-PILOTDRL
34-SH11-N
34-H11（N）

SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

SG-T FORMER
34-TP-S
TP34-S

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

ＴＰ３４−Ｓ

３４

SG-T PUNCH
34
34

ＴＰ３４−Ｍ8

ＴＰ３４−Ｍ8

３４−Ｈ１１（Ｎ）

5.5

骨内長

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
34-WH11
34-SH11
BL34-H11
ＢＬ３４−Ｈ１１

8mm
マーキング表示内容

ＴＰ３４−Ｓ

３４−Ｈ１１（Ｎ）

φ3.4mm３４

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING34

SG-T FORMER
34-TP-M
TP34-M

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

骨質が硬い場合

ＴＰ

10
SGBL-I DRIVER※
34-SH11
BL34-H11

SurgicalGuide Stent

12

12

SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-T FORMER
34-TP-M
TP34-M

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP
骨質が硬い場合

12
SGBL-I DRIVER※
34-SH11
BL34-H11

ＢＬ３４−Ｈ１１12

ＴＰ３４−Ｍ

SG-PILOTDRL
34-SH11-N
34-H11（N）

8

ＴＰ３４−Ｍ

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

ＴＰ３４−Ｓ

３４

SG-T PUNCH
34
34

３４−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S5.5

骨内長

マーキング表示内容

10

ＴＰ３４−Ｌ12mm

10ＴＰ３４−Ｍ

SG-PILOTDRL
34-SH11-N
34-H11（N）

10

ＴＰ３４−Ｓ

３４

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
34
34

３４−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

8

ＢＬ３４−Ｈ１１5.5

骨内長ＴＰ３４−Ｌ

10mm

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING34

14mm

5.5

骨内長

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
34
34

SG-PILOTDRL
34-SH11-N
34-H11（N）

8

SG-FINALDRL
34-TP-S
TP34-S

12

14

14

14

14

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-FINALDRL
34-TP-L
TP34-L

SG-T FORMER
34-TP-L
TP34-L

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

SGBL-I DRIVER※
34-SH11
BL34-H11
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 34-WH11タイプを選択することができます。

11Surgical Guide System

11mm

ＴＰ３７−Ｓ

骨質が硬い場合

ＢＬ３７−Ｈ１１※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent
11

8

SG-PILOTDRL
37-SH11-N
37-H11（N）

SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-T FORMER
37-TP-S
TP37-S

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

ＴＰ３７−Ｓ

３７

SG-T PUNCH
37
37

ＴＰ３７−Ｍ8

ＴＰ３７−Ｍ8

３７−Ｈ１１（Ｎ）

5.5

骨内長

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
37-WH1137-SH11
BL37-H11
ＢＬ３７−Ｈ１１

8mm
マーキング表示内容

ＴＰ３７−Ｓ

３７−Ｈ１１（Ｎ）

φ3.7mm３７

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING37

SG-T FORMER
37-TP-M
TP37-M

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

骨質が硬い場合ＴＰ

SGBL-I DRIVER※
37-SH11
BL37-H11

SurgicalGuide Stent

12

12

SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-T FORMER
37-TP-M
TP37-M

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP
骨質が硬い場合

12
SGBL-I DRIVER※
37-SH11
BL37-H11

ＢＬ３７−Ｈ１１12

ＴＰ３７−Ｍ

SG-PILOTDRL
37-SH11-N
37-H11（N）

8

10

ＢＬ３７−Ｈ１１

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

ＴＰ３７−Ｓ

３７

SG-T PUNCH
37
37

３７−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S5.5

骨内長

マーキング表示内容

10

ＴＰ３７−Ｌ12mm

10ＴＰ３７−Ｍ

SG-PILOTDRL
37-SH11-N
37-H11（N）

10

ＴＰ３７−Ｍ

３７

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
37
37

３７−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

8

ＴＰ３７−Ｓ5.5

骨内長ＴＰ３７−Ｌ

10mm

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING37
5.5

16mm

5.5

骨内長

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
37
37

SG-PILOTDRL
37-SH11-N
37-H11（N）

14

14

14

SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-FINALDRL
37-TP-L
TP37-L

SG-T FORMER
37-TP-L
TP37-L

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

SGBL-I DRIVER※
37-SH11
BL37-H11

骨質が硬い場合

8

SG-FINALDRL
37-TP-S
TP37-S

12

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

ＢＬ３７−Ｈ１１

14

ＴＰ３７−Ｌ

SG-PILOTDRL
37-SH11-N
37-H11（N）

12

ＴＰ３７−Ｍ

３７

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
37
37

３７−Ｈ１１（Ｎ）

商品名

8

ＴＰ３７−Ｓ骨内長ＴＰ３７−Ｌ

14mm

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

16

16

16

16

SG-FINALDRL
37-TP-L
TP37-L

SG-T FORMER
37-TP-L
TP37-L

SG-ANCHOR
37-TP-L（N）
37/TP

SGBL-I DRIVER※
37-SH11
BL37-H11
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-WH11タイプを選択することができます。

12

Surgical Guide System

11mm

SG-FINALDRL
42-TP-S
TP42-S

SG-T FORMER
42-TP-S
TP42-S

SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

ＴＰ４２−Ｍ

ＢＬ４２−Ｈ１１

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-WH1142-SH11BL42-H11

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42

SG-T FORMER
42-TP-M
TP42-M

SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

SGBL-I DRIVER ※42-SH11BL42-H11

骨質が硬い場合

ＴＰ

ＢＬ４２−Ｈ１１10

10ＴＰ４２−Ｍ

SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M
ＴＰ４２−Ｍ

SG-STEPDRL
42-SH11-N
SD42-H11-N
ＳＤ４２−Ｈ１１−Ｎ

SG-PILOTDRL
42-SH11-N
42-H11（N）
４２−Ｈ１１（Ｎ）

４２

SG-T PUNCH
42
42

10

10

10

ＴＰ４２−Ｍ

5.5

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING4212

12

12

SG-T FORMER
42-TP-M
TP42-M

SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

SGBL-I DRIVER※
42-SH11BL42-H1112

ＴＰ４２−Ｌ

SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M

骨質が硬い場合

ＢＬ４２−Ｈ１１

10

ＴＰ４２−Ｍ

SG-STEPDRL
42-SH11-N
SD42-H11-N
ＳＤ４２−Ｈ１１−Ｎ

SG-PILOTDRL
42-SH11-N
42-H11（N）
４２−Ｈ１１（Ｎ）

４２

SG-T PUNCH
42
42

10

ＴＰ４２−Ｌ

5.5

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING42

SG-FINALDRL
42-TP-L
TP42-L

14

14

SG-T FORMER
42-TP-L
TP42-L

SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP
骨質が硬い場合

14
SGBL-I DRIVER ※42-SH11BL42-H11

ＢＬ４２−Ｈ１１

SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M14

ＴＰ４２−ＬＳＤ４２−Ｈ１１−Ｎ

SG-STEPDRL
42-SH11-N
SD42-H11-N

10

ＴＰ４２−Ｌ

SG-PILOTDRL
42-SH11-N
42-H11（N）
４２−Ｈ１１（Ｎ）

４２

SG-T PUNCH
42
42

10

ＴＰ４２−Ｌ5.5

骨内長ＴＰ４２−Ｍ

14mm

マーキング表示内容

ＴＰ

骨質が硬い場合

8

ＢＬ４２−Ｈ１１

SG-STEPDRL
42-SH11-N
SD42-H11-N

骨内長

商品名

ＴＰ４２−Ｓ

SG-PILOTDRL
42-SH11-N
42-H11（N）

ＴＰ４２−Ｍ

8

12mm
商品名

ＴＰ４２−Ｓ

４２−Ｈ１１（Ｎ）

8

ＳＤ４２−Ｈ１１−Ｎ

４２

SG-T PUNCH
42
42

11

8

骨内長

マーキング表示内容

SurgicalGuide Stent

810mm
マーキング表示内容

骨質が硬い場合

４２−Ｈ１１（Ｎ）

5.5

骨内長

商品名

※

ＴＰ

SG-STOPPER
RING428mm
マーキング表示内容

ＳＤ４２−Ｈ１１−Ｎ

φ4.2mm４２

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING42

16mm

5.5

骨内長

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
42
42

SG-PILOTDRL
42-SH11-N
42-H11（N）

10

SG-STEPDRL
42-SH11-N
SD42-H11-N

10

SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M

14

SG-FINALDRL
42-TP-L
TP42-L

16

16

SG-T FORMER
42-TP-L
TP42-L

16

SG-ANCHOR
42-TP-L（N）
42/TP

16
SGBL-I DRIVER※
42-SH11BL42-H11
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-WH11タイプを選択することができます。

13

Surgical Guide System

11mm

SG-FINALDRL
47-TP-S
TP47-S

SG-T FORMER
47-TP-S
TP47-S

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

ＴＰ４７−Ｍ

ＢＬ４７−Ｈ１１

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
47-WH1147-SH11BL47-H11

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING47

SG-T FORMER
47-TP-M
TP47-M

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

SGBL-I DRIVER ※47-SH11BL47-H11

骨質が硬い場合

ＴＰ

ＴＰ４７−Ｍ

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M10

10

ＢＬ４７−Ｈ１１1010ＴＰ４７−Ｍ

SG-STEPDRL
47-SH11-N
SD47-H11-N
ＳＤ４７−Ｈ１１−Ｎ

SG-PILOTDRL
47-SH11-N
47-H11（N）
４７−Ｈ１１（Ｎ）

４７

SG-T PUNCH
47
47

10

ＴＰ４７−Ｍ

5.5

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING47

12

12

12

SG-T FORMER
47-TP-M
TP47-M

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

SGBL-I DRIVER※
47-SH11BL47-H11

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M

ＴＰ４７−Ｌ12

骨質が硬い場合

ＢＬ４７−Ｈ１１

10

ＴＰ４７−Ｍ

SG-STEPDRL
47-SH11-N
SD47-H11-N
ＳＤ４７−Ｈ１１−Ｎ

SG-PILOTDRL
47-SH11-N
47-H11（N）
４７−Ｈ１１（Ｎ）

４７

SG-T PUNCH
47
47

10

ＴＰ４７−Ｌ

5.5

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING47

SG-FINALDRL
47-TP-L
TP47-L

14

14

SG-T FORMER
47-TP-L
TP47-L

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP
骨質が硬い場合

14
SGBL-I DRIVER ※47-SH11BL47-H11

ＢＬ４７−Ｈ１１

ＳＤ４７−Ｈ１１−Ｎ

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M14

ＴＰ４７−Ｌ

SG-STEPDRL
47-SH11-N
SD47-H11-N

10

ＴＰ４７−Ｌ

SG-PILOTDRL
47-SH11-N
47-H11（N）
４７−Ｈ１１（Ｎ）

４７

SG-T PUNCH
47
47

10

ＴＰ４７−Ｌ5.5

骨内長ＴＰ４７−Ｍ

14mm

マーキング表示内容

ＴＰ

骨質が硬い場合

8

ＢＬ４７−Ｈ１１

SG-STEPDRL
47-SH11-N
SD47-H11-N

骨内長

商品名

ＴＰ４７−Ｓ

SG-PILOTDRL
47-SH11-N
47-H11（N）

ＴＰ４７−Ｍ

8

12mm
商品名

ＴＰ４７−Ｓ

４７−Ｈ１１（Ｎ）

8

ＳＤ４７−Ｈ１１−Ｎ

４７

SG-T PUNCH
47
47

11
8

骨内長

マーキング表示内容

SurgicalGuide Stent

810mm
マーキング表示内容

骨質が硬い場合

４７−Ｈ１１（Ｎ）

5.5

骨内長

商品名

※

ＴＰ

SG-STOPPER
RING478mm
マーキング表示内容

ＳＤ４７−Ｈ１１−Ｎ

φ4.7mm４７

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING47

16mm

5.5

骨内長

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
47
47

SG-PILOTDRL
47-SH11-N
47-H11（N）

10

SG-STEPDRL
47-SH11-N
SD47-H11-N

10

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M

14

SG-FINALDRL
47-TP-L
TP47-L

16

16

SG-T FORMER
47-TP-L
TP47-L

16

SG-ANCHOR
47-TP-L（N）
47/TP

16
SGBL-I DRIVER※
47-SH11BL47-H11
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-WH11タイプを選択することができます。

14

Surgical Guide System

11mm

ＢＬ５２−Ｈ１１

ＴＰ５２−Ｓ

ＴＰ５２−Ｓ

8

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
52-WH1152-TP-M
52-SH1152/TP
BL52-H11
ＢＬ５２−Ｈ１１

ＴＰ５２−Ｍ

8

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-M
52-TP-M
TP52-M
TP52-M

10

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※52-TP-M
52-SH1152/TP
BL52-H11ＴＰ

ＢＬ５２−Ｈ１１1010ＴＰ５２−Ｍ

SG-STEPDRL
52-SH11#2N
SD52-H11-2N
ＳＤ５２−Ｈ１１−２ＮＳＤ５２−Ｈ１１−１Ｎ

10

10ＴＰ５２−Ｍ

10

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH11-N
52-SH11#1N
52-H11（N） SD52-H11-1N
５２−Ｈ１１（Ｎ）

５２

SG-T PUNCH
52
52

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING52

12

12

12

12

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
52-TP-M
52-SH1152/TP
BL52-H11

SG-T FORMER
52-TP-M
TP52-M
ＴＰ５２−Ｌ

SG-FINALDRL
52-TP-M
TP52-M

ＴＰ５２−Ｌ

SG-STEPDRL
52-SH11#2N
SD52-H11-2N

10ＢＬ５２−Ｈ１１

10

ＳＤ５２−Ｈ１１−２ＮＳＤ５２−Ｈ１１−１Ｎ

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH11-N
52-SH11#1N
52-H11（N） SD52-H11-1N
５２−Ｈ１１（Ｎ）

５２

SG-T PUNCH
52
52

10

ＴＰ５２−Ｍ

5.5

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING5214

14

14

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
52-TP-M
52-SH1152/TP
BL52-H11

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-M
52-TP-L
52-TP-L
TP52-M
TP52-LTP52-L

ＢＬ５２−Ｈ１１

14

ＴＰ５２−Ｌ

SG-STEPDRL
52-SH11#2N
SD52-H11-2N

10ＴＰ５２−ＬＳＤ５２−Ｈ１１−１Ｎ

５２−Ｈ１１（Ｎ）

５２

SG-T PUNCH SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52
52-SH11-N
52-SH11#1N
52
52-H11（N） SD52-H11-1N

10ＴＰ５２−Ｌ10

ＴＰ５２−Ｍ5.5

骨内長ＳＤ５２−Ｈ１１−２Ｎ

14mm

マーキング表示内容

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-S
52-TP-S
TP52-S
TP52-S

ＴＰ５２−Ｍ

5.5

骨内長

商品名

8

8

SG-STOPPER
RING52

12mm
商品名

8

ＴＰ５２−Ｍ

SG-STEPDRL
52-SH11#2N
SD52-H11-2N
ＳＤ５２−Ｈ１１−２Ｎ

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH11-N
52-SH11#1N
52-H11（N） SD52-H11-1N
５２−Ｈ１１（Ｎ）

５２

SG-T PUNCH
52
52

ＳＤ５２−Ｈ１１−１Ｎ8

骨内長マーキング表示内容

SurgicalGuide Stent
11

8

10mm
マーキング表示内容

ＳＤ５２−Ｈ１１−２Ｎ

５２−Ｈ１１（Ｎ）

5.5

骨内長

商品名

※

ＴＰ

SG-STOPPER
RING528mm
マーキング表示内容

ＳＤ５２−Ｈ１１−１Ｎ

φ5.2mm５２

インプラント径

商品名Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-STOPPER
RING52

16mm

5.5

骨内長

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
52
52

10

10

10

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH11-N
52-SH11#1N
52-H11（N） SD52-H11-1N

SG-STEPDRL
52-SH11#2N
SD52-H11-2N

SG-FINALDRL
52-TP-M
TP52-M

14

SG-FINALDRL
52-TP-L
TP52-L

16

16

SG-T FORMER
52-TP-L
TP52-L

16

16

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
52-TP-L（N）
52-SH11
BL52-H1152/TP
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH11タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-WH11タイプを選択することができます。

15

13mm

サージカルガイドステント高さ

Surgical Guide System

Operative Procedure Chart
Tapered type16

術 式 チャート

Surgical Guide System

13mm

ＴＰ３２−Ｍ

ＴＰ３２−Ｍ

３2−Ｈ１３（Ｎ）※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING32

8mm
5.5

8

8

8

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

SG-T FORMER
32-TP-M
TP32-M

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

骨質が硬い場合
ＴＰ３２−Ｍ

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
32-SH1332-WH13
BL32-H13
ＢＬ３２−Ｈ１３

SG-PILOTDRL
32-SH13-N
32-H13（N）

３2−Ｈ１３（Ｎ）

３２

SG-T PUNCH
32
32

13

ＴＰ３２−Ｍ

骨内長

商品名

骨質が硬い場合

ＢＬ３２−Ｈ１３

φ3.2mm３２

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

10mm
10

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

SG-T FORMER
32-TP-M
TP32-M

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP
骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

5.5

12

12

12

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

SG-FINALDRL
32-TP-L
TP32-L

SG-T FORMER
32-TP-L
TP32-L

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

ＴＰ３２−Ｌ

骨質が硬い場合
ＴＰ３２−Ｍ

12
SGBL-I DRIVER※
32-SH13
BL32-H13
ＢＬ３２−Ｈ１３

SG-PILOTDRL
32-SH13-N
32-H13（N）

３2−Ｈ１３（Ｎ）

３２

SG-T PUNCH
32
32

10

ＴＰ３２−Ｌ

骨内長

マーキング表示内容

SGBL-I DRIVER ※32-SH13
BL32-H13

SG-STOPPER
RING32

12mm
商品名

10

ＴＰ３２−Ｌ

SG-PILOTDRL
32-SH13-N
32-H13（N）

10

ＴＰ３２−Ｍ

３２

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
32
32

３2−Ｈ１３（Ｎ）

商品名

10

ＢＬ３２−Ｈ１３

5.5

ＴＰ３２−Ｌ

骨内長

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

14mm
骨内長

5.5

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
32
32

SG-PILOTDRL
32-SH13-N
32-H13（N）

10

SG-FINALDRL
32-TP-M
TP32-M

14

14

14

SG-FINALDRL
32-TP-L
TP32-L

SG-T FORMER
32-TP-L
TP32-L

SG-ANCHOR
32-TP-M
32/TP

14
SGBL-I DRIVER※
32-SH13
BL32-H13
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 32-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 32-WH13タイプを選択することができます。

17

Surgical Guide System

13mm

ＴＰ３４−Ｍ

ＴＰ３４−Ｍ

３４−Ｈ１３（Ｎ）※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING34

8mm
5.5

8

8

8

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-T FORMER
34-TP-M
TP34-M

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

骨質が硬い場合
ＴＰ３４−Ｍ

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
34-SH1334-WH13
BL34-H13
ＢＬ３４−Ｈ１３

SG-PILOTDRL
34-SH13-N
34-H13（N）

３４−Ｈ１３（Ｎ）

３４

SG-T PUNCH
34
34

13

ＴＰ３４−Ｍ

骨内長

商品名

骨質が硬い場合

ＢＬ３４−Ｈ１３

φ3.4mm３４

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

10mm
10

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-T FORMER
34-TP-M
TP34-M

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP
骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

5.5

12

12

12

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

SG-FINALDRL
34-TP-L
TP34-L

SG-T FORMER
34-TP-L
TP34-L

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

ＴＰ３４−Ｌ

骨質が硬い場合
ＴＰ３４−Ｍ

12
SGBL-I DRIVER※
34-SH13
BL34-H13
ＢＬ３４−Ｈ１３

SG-PILOTDRL
34-SH13-N
34-H13（N）

３４−Ｈ１３（Ｎ）

３４

SG-T PUNCH
34
34

10

ＴＰ３４−Ｌ

骨内長

マーキング表示内容

SGBL-I DRIVER ※34-SH13
BL34-H13

SG-STOPPER
RING34

12mm
商品名

10

ＴＰ３４−Ｌ

SG-PILOTDRL
34-SH13-N
34-H13（N）

10

ＴＰ３４−Ｍ

３４

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
34
34

３４−Ｈ１３（Ｎ）

商品名

10

ＢＬ３４−Ｈ１３

5.5

ＴＰ３４−Ｌ

骨内長

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

14mm
骨内長

5.5

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
34
34

SG-PILOTDRL
34-SH13-N
34-H13（N）

10

SG-FINALDRL
34-TP-M
TP34-M

14

14

14

SG-FINALDRL
34-TP-L
TP34-L

SG-T FORMER
34-TP-L
TP34-L

SG-ANCHOR
34-TP-M
34/TP

14
SGBL-I DRIVER※
34-SH13
BL34-H13
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 34-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 34-WH13タイプを選択することができます。

18

Surgical Guide System

13mm

ＴＰ３７−Ｍ

ＴＰ３７−Ｍ

３７−Ｈ１３（Ｎ）※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING37

8mm
5.5

8

8

8

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-T FORMER
37-TP-M
TP37-M

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

骨質が硬い場合
ＴＰ３７−Ｍ

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
37-SH1337-WH13
BL37-H13
ＢＬ３７−Ｈ１３

SG-PILOTDRL
37-SH13-N
37-H13（N）

３７−Ｈ１３（Ｎ）

３７

SG-T PUNCH
37
37

13

ＴＰ３７−Ｍ

骨内長

商品名

骨質が硬い場合

ＢＬ３７−Ｈ１３

φ3.7mm３７

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

10mm
10

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-T FORMER
37-TP-M
TP37-M

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP
骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

5.5

12

12

12

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

SG-FINALDRL
37-TP-L
TP37-L

SG-T FORMER
37-TP-L
TP37-L

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

ＴＰ３７−Ｌ

骨質が硬い場合
ＴＰ３７−Ｍ

12
SGBL-I DRIVER※
37-SH13
BL37-H13
ＢＬ３７−Ｈ１３

SG-PILOTDRL
37-SH13-N
37-H13（N）

３７−Ｈ１３（Ｎ）

３７

SG-T PUNCH
37
37

10

ＴＰ３７−Ｌ

骨内長

マーキング表示内容

SGBL-I DRIVER ※37-SH13
BL37-H13

SG-STOPPER
RING37

12mm
商品名

10

ＴＰ３７−Ｌ

SG-PILOTDRL
37-SH13-N
37-H13（N）

10

ＴＰ３７−Ｍ

３７

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
37
37

３７−Ｈ１３（Ｎ）

商品名

10

ＢＬ３７−Ｈ１３

5.5

ＴＰ３７−Ｌ

骨内長

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

14mm
骨内長

5.5

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
37
37

SG-PILOTDRL
37-SH13-N
37-H13（N）

10

SG-FINALDRL
37-TP-M
TP37-M

14

14

14

SG-FINALDRL
37-TP-L
TP37-L

SG-T FORMER
37-TP-L
TP37-L

SG-ANCHOR
37-TP-M
37/TP

14
SGBL-I DRIVER※
37-SH13
BL37-H13
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 37-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 37-WH13タイプを選択することができます。

19

Surgical Guide System

13mm

ＢＬ４２−Ｈ１３

ＴＰ４２−Ｍ※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING42

8mm
5.5

8

8

8

SG-STEPDRL
42-SH13-N
SD42-H13-N

SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M

SG-T FORMER
42-TP-M
TP42-M

SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

骨質が硬い場合

ＳＤ４２−Ｈ１３−Ｎ

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
42-WH1342-SH13BL42-H13
ＢＬ４２−Ｈ１３8

ＴＰ４２−Ｍ

SG-PILOTDRL
42-SH13-N
42-H13（N）

４２−Ｈ１３（Ｎ）

４２

SG-T PUNCH
42
42

13

ＴＰ４２−Ｍ

骨内長

商品名

骨質が硬い場合

ＴＰ４２−Ｍ

４２−Ｈ１３（Ｎ）

ＳＤ４２−Ｈ１３−Ｎ

φ4.2mm４２

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

10mm
SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M

SG-T FORMER
42-TP-M
TP42-M

骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

SG-PILOTDRL
42-SH13-N
42-H13（N）

SG-STEPDRL
42-SH13-N
SD42-H13-N

10
SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M

12

12

12

12

SG-FINALDRL
42-TP-L
TP42-L

SG-T FORMER
42-TP-L
TP42-L

SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

SGBL-I DRIVER※
42-SH13BL42-H13

ＳＤ４２−Ｈ１３−Ｎ

ＴＰ４２−ＬＴＰ４２−Ｌ

骨質が硬い場合

４２−Ｈ１３（Ｎ）

４２

SG-T PUNCH
42
42

10

ＢＬ４２−Ｈ１３

5.5

ＴＰ４２−Ｍ

骨内長

マーキング表示内容

SGBL-I DRIVER ※42-SH13BL42-H13

SG-STOPPER
RING4212mm
商品名SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

ＢＬ４２−Ｈ１３

SG-STEPDRL
42-SH13-N
SD42-H13-N

10

10ＴＰ４２−Ｌ

SG-PILOTDRL
42-SH13-N
42-H13（N）

ＳＤ４２−Ｈ１３−Ｎ

４２

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
42
42

４２−Ｈ１３（Ｎ）

商品名

10

10

10

ＴＰ４２−Ｌ

5.5

ＴＰ４２−Ｍ

骨内長SurgicalGuide Stent

ＴＰ

14mm
骨内長

5.5

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
42
42

SG-PILOTDRL
42-SH13-N
42-H13（N）

10

SG-STEPDRL
42-SH13-N
SD42-H13-N

10

SG-FINALDRL
42-TP-M
TP42-M

14
SG-FINALDRL
42-TP-L
TP42-L

14
SG-T FORMER
42-TP-L
TP42-L

14
SG-ANCHOR
42-TP-M
42/TP

14
SGBL-I DRIVER※
42-SH13BL42-H13
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 42-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 42-WH13タイプを選択することができます。

20

Surgical Guide System

13mm

ＢＬ４７−Ｈ１３

ＴＰ４７−Ｍ※

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

SG-STOPPER
RING47

8mm
5.5

8

8

8

SG-STEPDRL
47-SH13-N
SD47-H13-N

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M

SG-T FORMER
47-TP-M
TP47-M

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

骨質が硬い場合
ＴＰ４７−Ｍ

8

8

SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
47-WH1347-SH13BL47-H13
ＢＬ４７−Ｈ１３8

ＳＤ４７−Ｈ１３−Ｎ

SG-PILOTDRL
47-SH13-N
47-H13（N）

４７−Ｈ１３（Ｎ）

４７

SG-T PUNCH
47
47

13

ＴＰ４７−Ｍ

骨内長

商品名

骨質が硬い場合

ＴＰ４７−Ｍ

４７−Ｈ１３（Ｎ）

ＳＤ４７−Ｈ１３−Ｎ

φ4.7mm４７

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

10mm
SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M

SG-T FORMER
47-TP-M
TP47-M

5.5

SGBL-I DRIVER ※47-SH13BL47-H13

骨質が硬い場合

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

12

12

12

12

SG-STEPDRL
47-SH13-N
SD47-H13-N

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M

SG-FINALDRL
47-TP-L
TP47-L

SG-T FORMER
47-TP-L
TP47-L

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

SGBL-I DRIVER※
47-SH13BL47-H13
ＢＬ４７−Ｈ１３10

ＴＰ４７−Ｌ

ＴＰ４７−Ｌ

骨質が硬い場合

ＳＤ４７−Ｈ１３−Ｎ

SG-PILOTDRL
47-SH13-N
47-H13（N）

４７−Ｈ１３（Ｎ）

４７

SG-T PUNCH
47
47

10

ＴＰ４７−Ｍ

骨内長

マーキング表示内容

SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

SG-STOPPER
RING47

12mm
商品名

10

10

ＢＬ４７−Ｈ１３

SG-STEPDRL
47-SH13-N
SD47-H13-N

10

10

ＴＰ４７−Ｌ

SG-PILOTDRL
47-SH13-N
47-H13（N）

ＳＤ４７−Ｈ１３−Ｎ

４７

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
47
47

４７−Ｈ１３（Ｎ）

商品名

10

ＴＰ４７−Ｌ

5.5

ＴＰ４７−Ｍ

骨内長SurgicalGuide Stent

ＴＰ

14mm
骨内長

5.5

商品名
マーキング表示内容

SG-T PUNCH
47
47

SG-PILOTDRL
47-SH13-N
47-H13（N）

10

SG-STEPDRL
47-SH13-N
SD47-H13-N

10

SG-FINALDRL
47-TP-M
TP47-M

14
SG-FINALDRL
47-TP-L
TP47-L

14
SG-T FORMER
47-TP-L
TP47-L

14
SG-ANCHOR
47-TP-M
47/TP

14
SGBL-I DRIVER ※47-SH13BL47-H13
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 47-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 47-WH13タイプを選択することができます。

21

Surgical Guide System

13mm

8

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH13-N
52-SH13#1N
52-H13（N） SD52-H13-1N

SG-STEPDRL
52-SH13#2N
SD52-H13-2N

13

8

8

8

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-M
52-TP-M
TP52-M
TP52-M

ＴＰ５２−Ｍ

ＳＤ５２−Ｈ１３−２Ｎ

ＳＤ５２−Ｈ１３−１ＮＢＬ５２−Ｈ１３

SG-STOPPER
RING528

５２−Ｈ１３（Ｎ）

５２

SG-T PUNCH
52
52

SurgicalGuide Stent

88

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER SGBL-I DRIVER
52-TP-M
52-SH1352-WH1352/TP
BL52-H13
ＢＬ５２−Ｈ１３

5.5

ＴＰＴＰ５２−Ｍ骨内長※ＴＰ５２−Ｍ

ＴＰ５２−Ｍ

SG-STOPPER
RING528mm
商品名ＳＤ５２−Ｈ１３−２Ｎ

５２−Ｈ１３（Ｎ）

ＳＤ５２−Ｈ１３−１Ｎ

φ5.2mm５２

インプラント径

マーキング表示内容

Tapered type

術式チャート

サージカルガイドステント高さ

ＴＰ

SurgicalGuide Stent

10mm

ＳＤ５２−Ｈ１３−２Ｎ

SG-STEPDRL
52-SH13#2N
SD52-H13-2N

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-M
52-TP-M
TP52-M
TP52-M

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER ※52-TP-M
52-SH1352/TP
BL52-H13

SurgicalGuide Stent

ＴＰ

10
SG-FINALDRL
52-TP-M
TP52-M

SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-L
52-TP-L
TP52-LTP52-L

12

12

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
52-TP-M
52-SH1352/TP
BL52-H13
ＢＬ５２−Ｈ１３

SG-STEPDRL
52-SH13#2N
SD52-H13-2N

1212ＴＰ５２−Ｌ10

ＴＰ５２−Ｍ

ＳＤ５２−Ｈ１３−１Ｎ

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH13-N
52-SH13#1N
52-H13（N） SD52-H13-1N

５２−Ｈ１３（Ｎ）

５２

SG-T PUNCH
52
52

10

ＴＰ５２−Ｌ

5.5

ＳＤ５２−Ｈ１３−２Ｎ

骨内長

マーキング表示内容

10

SG-STOPPER
RING52

12mm
商品名

10

10

ＢＬ５２−Ｈ１３1010ＴＰ５２−Ｌ

SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52-SH13-N
52-SH13#1N
52-H13（N） SD52-H13-1N

ＳＤ５２−Ｈ１３−１Ｎ

５２

マーキング表示内容

SG-T PUNCH
52
52

５２−Ｈ１３（Ｎ）

商品名

10

ＴＰ５２−Ｌ

5.5

ＴＰ５２−Ｍ

骨内長SurgicalGuide Stent

ＴＰ

14mm
骨内長

5.5

商品名
マーキング表示内容

10

SG-T PUNCH SG-PILOTDRL SG-STEPDRL
52
52-SH13-N
52-SH13#1N
52
52-H13（N） SD52-H13-1N

10

SG-STEPDRL
52-SH13#2N
SD52-H13-2N

10

14

14

SG-FINALDRL SG-FINALDRL SG-T FORMER
52-TP-M
52-TP-L
52-TP-L
TP52-M
TP52-LTP52-L

14

14

SG-ANCHOR SGBL-I DRIVER※
52-TP-M
52-SH1352/TP
BL52-H13
単位 :mm※骨内長を問わず、
インプラントモーターによる埋入の場合は SGBL-I DRIVER 52-SH13タイプを、
トルクレンチによる埋入の場合は SGBL- I DRIVER 52-WH13タイプを選択することができます。

22

本マニュアルに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。
販売名

分類

一般的名称

承認 / 届出番号

クラス分類

FINESIA BLフィクスチャー BE

高度管理医療機器

歯科用インプラントフィクスチャ

30400BZX00158000

Ⅲ

FINESIAサージカルガイドシステム器具

高度管理医療機器

歯科用インプラント手術器具

26B1X10012101123

Ⅰ

歯科用トルクレンチ

一般医療機器

手術用レンチ

26B1X10012108103

Ⅰ

インプランター Neo Plus ※管理医療機器

電動式骨手術器械

223ALBZX00027A01

Ⅱ

インプランター Neo Plus2

管理医療機器

電動式骨手術器械

303ALBZX00014A01

Ⅱ

製造販売元：京セラ株式会社
上記インプランター 2 種類の製造販売元は株式会社ナカニシです。
※販売終了製品です。

23〒108 -8316

www.ﬁnesia.world「FINESIA」「Relios」
は、京セラ株式会社の登録商標です。

Ⓒ 2024 KYOCERA Corporation
2024201K D-193-1

当術式マニュアルに記載の情報は2024年2月時点のものです。