オーディオアナライザ
AM/FM信号発生器

MAS-8400シリーズ

ソフトウェア制御で測定内容を自由にカスタマイズ
MAS-8400シリーズは、オーディオアナライザとAM/FM信号発生器の機能を組み合わせ、用途に合わせて3つの機種からお選び頂けます。
自動計測を行う生産現場向けに高速測定かつ、省スペース・省エネ・低コストを追求した製品です。

Audio Analyzer

Signal Generator■オーディオアナライザ＋AM/FM信号発生器

Audio Analyzer• 2機種の機能を1台に集約。
設備投資コストの低減に貢献• 高さ100mm, 重さ6kgのコンパクト設計。
生産現場の省スペース化を実現• カーナビ、カーオーディオの検査に必要な機能を1台に搭載■オーディオアナライザ

MAS-8401OSC
MAS-8401

Signal Generator

Audio Analyzer• FFTの採用と高速切替のオートレンジ搭載により、検査タクトの短縮に貢献• 評価用途にも使えるスペクトラム表示機能を搭載■AM/FM信号発生器• 幅広い出力レベル範囲(-20～132dBµV EMF

Signal Generator*オプション)でワンランク上の性能を実現• 内部変調周波数が1Hz単位で設定可能になり、各種検査条件に対応• 高速レスポンスにより検査タクトの短縮に貢献

Signal Generator

Audio Analyzer■主な機能比較
直流電圧測定計測部

MAS-8410OSC
MAS-8410
MAS-8421

発振器部

SG部

交流電圧測定
歪測定

周波数測定
OSC

RF信号出力FM変調

FMステレオ変調
AM変調

MAS-8401OSC

MAS-8401

MAS-8410OSC

MAS-8410

MAS-8421

●

●

●

●

―

●

―

●
●
●
●

●
●

―

―

―

―

●

―

―

●

―

―

●

―

―

―
●

●

●

●

―

―

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●
●
●

CONTROL

MAS-8400シリーズは、検査時の数値設定や機器操作、測定結果の取得などを全てソフトウェアで行います。

■PCアプリケーションで制御API

利用頻度の高い任意の設定や自動計測などは、アプリとして作成頂くことが可能です。
製品には、.Net Framework環境で動作するAPIを付属。併せて、Microsoft Visual Studioでの作成例とAPI呼び出し用サンプルコードを同梱しています。

リアパネルのLANポートまたはUSBでPCと接続。付属のアプリケーションを使って制御します。

LANUSB

CASE■外部ディスプレイを本器に繋いで内蔵アプリケーションで制御

リアパネルのHDMIポートを使い、ディスプレイを接続。内蔵のアプリケーションを使って制御します。

HDMI

検査別の対応モデル■カーナビ■カーオーディオ■電子楽器■オーディオ機器■放送設備

MAS-8401OSC

MAS-8410OSC■通信機器■ラジオUSB・チューナー受信・測定用信号源・オーディオ信号測定・測定用信号源
・オーディオ信号測定

MAS-8421
・チューナー受信SPECIFICATIONS
型名
計測部

MAS-8401OSC

測定チャネル
入力インピーダンス
直流電圧測定 入力レンジ
測定確度
測定分解能
測定チャネル
入力方式
交流電圧測定入力インピーダンス
入力レンジ
応答特性
有効測定範囲
測定確度
レベル測定
測定分解能

測定周波数
測定確度
測定分解能
測定モード
残留ひずみ率

フィルター

周波数測定

発振器部

種類
聴感補正（PSOPHO)
周波数測定範囲
分解能表示
確度
入力範囲
出力数
出力方式
出力インピーダンス
発振周波数
周波数設定確度
レベル設定分解能
出力レベル範囲

OSC
周波数特性

ひずみ率

■一般仕様
型名

分配式 2 出力不平衡600Ω
10Hz ～ 1kHz,0.1Hzステップ
1.001kHz~110kHz,1Hzステップ
≦ ±2%
0.1dB
+20dBV ～ -79.9dBV(OPEN)+20dBV ～ -70dBV(OPEN)≦ ±0.4dBV : 20Hz ～ 20kHz(1kHz基準)≦ ±0.8dBV : 10Hz ～ 110kHz(1kHz基準)+10dBV 代表値≦ -100dB : 100.1Hz ～ 15kHz(80kHzBW)≦ -90dB :10Hz ～ 100Hz(80kHzBW)
15.001kHz ～ 20kHz(80kHzBW)≦ -80dB : 10Hz ～ 110kHz(500kHzBW)

MAS-8401OSC

インターフェース

外形寸法（W x H x D mm）
質量

MAS-8410

MAS-8401―

MAS-8410

RF信号出力

約40VA
360×100×430
約6㎏

約35VA

出力方式
周波数範囲
設定分解能
周波数確度

出力レベル確度

FM変調

ひずみ率

外部変調

FMステレオ変調

変調モード
L,R 分離度
変調度設定範囲
設定分解能
パイロット設定範囲
パイロット設定分解能
プリエンファシス
変調度設定範囲
設定分解能
変調度確度

―
AM変調

RF周波数(MHz)
ひずみ率
内部変調周波数
外部変調

MAS-8421

約20VA
約4㎏

-10℃～ 50℃、5％～ 95％ RH（結露無きこと)

0.4 ～ 1.7
0.15 ～ 170
周波数範囲
周波数特性
インピーダンス
入力電圧■アプリケーション動作環境
OS

CPU

約4.5㎏

保管温度・湿度範囲

周波数範囲
周波数特性
インピーダンス
入力電圧

内部変調周波数

240×100×385

10℃～ 35℃、5％～ 85％ RH（結露無きこと)

オプション

寄生AM

300×100×385

確度保証温度・湿度範囲標準変調確度

Memory
約30VA

標準オプション

出力インピーダンス
VSWR
スプリアス
残留FM
残留AM
漏洩妨害
アッテネータRANGE OUT
周波数偏移
設定分解能

AC100V ～ 240V 50/60Hz
約45VA

MAS-8401OSC、MAS-8401、MAS-8421

設定分解能

分配式 2 出力不平衡600Ω
10Hz ～ 1kHz,0.1Hzステップ
1.001kHz~110kHz,1Hzステップ
≦ ±2%
0.1dB
+20dBV ～ -79.9dBV(OPEN)+20dBV ～ -70dBV(OPEN)≦ ±0.4dBV : 20Hz ～ 20kHz(1kHz基準)≦ ±0.8dBV : 10Hz ～ 110kHz(1kHz基準)+10dBV 代表値≦ -100dB : 100.1Hz ～ 15kHz(80kHzBW)≦ -90dB :10Hz ～ 100Hz(80kHzBW)
15.001kHz ～ 20kHz(80kHzBW)≦ -80dB : 10Hz ～ 110kHz(500kHzBW)

MAS-8410OSC

型名SG 部

出力レベル範囲

HDMI × 1 / LAN（TCP/IP, 10/100 Base-T）× 1 / USB-A × 3 / USB-B × 1定格電源電圧
消費電力

MAS-8410OSC

1CH
≧ 1MΩ
316mVFS ～ 100VFS 4 レンジ (AUTO/MANU)
各レンジのフルスケール値 ±0.5%
各レンジのフルスケール値の0.1%
切替２CH
平衡、不平衡 切替≧ 100kΩ
316mV（-10dBV）～ 100.0V（40dBV）6 レンジ(AUTO/MANU)
真の実効値
0.0316mVrms ～ 100.0Vrms≦ ±0.4dBV（40dBV ～ － 70dBV at 1 kHz）
各フルスケール値の0.1％40dBV ～ -70dBV≦ ±0.8dBV (10Hz ～ 110kHz) 1kHz 基準（※ 20Hz ～ 80kHz を除く）
≦ ±0.4dBV (20Hz ～ 80kHz) 1kHz 基準
10Hz ～ 110kHz≦ ±1dB (20Hz ～ 20kHz) ≦ ±3dB (10Hz ～ 110kHz)
各フルスケール値の0.1％
THD とTHD+N Notch filter. Frequency setting possible
入力レンジ 10dBV 入力レベル 10 dBV の代表値
≦ -100dB :10Hz ～ 15kHz(80kHzBW)≦ -90dB :15.1kHz ～ 20kHz(80kHzBW)≦ -80dB :20.1kHz ～ 110kHz(500kHzBW)
HPF(100Hz/200Hz/400Hz),LPF(20kHz/80kHz),PRE LPF(15kHz/20kHz)
IEC-A,CCIR/ARM,DIN-A
10Hz ～ 110kHz
周波数 ≧ 100Hz :5 桁数字表示
周波数 < 100Hz : 0.01Hz±5 × 10⁻⁵ ± 1 ディジット
25mVrms ～ 100.0Vrms

周波数特性

歪測定

MAS-8401

HDD 空き容量
CD-ROM ドライブ
画面解像度
その他

DDS 方式
100kHz ～ 170MHz
100 Hz±5×10⁻⁶-20dBµV ～ 126dBµV（EMF)-20dBµV ～ 132dBµV（EMF)
0.1 dB±1.5 dB :0 ～ 126 dBμV (EMF)±2.0 dB :-20 ～ 0 dBμV (EMF)±1.5 dB :0 ～ 132 dBμV (EMF)±2.0 dB :-20 ～ 0 dBμV (EMF)
50 Ω
≦1.3
高調波 : ≦-30dBc / 非高調波 : ≦-40dBc≦-80dB(AF 1kHz, FM 75kHz)≦-55dB(AF 1kHz, AM 30%)
0dBµV出力時の性能に影響しない
半導体
外部リレー駆動用信号出力
0kHz ～ 135kHz
0.1kHz10.7 MHz ±1 MHz、
76 MHz ～ 108 MHz : ± (設定値×0.1+0.5) kHz
0.3 MHz ～ 170 MHz : ± (設定値×0.1+1) kHz≦0.05% (10.7MHz ± 1MHz, 76 ～ 108MHz)≦0.1% (0.3MHz ～ 170MHz)(AF 1kHz, FM 75kHz, BW50～20kHz, DE-EMPHASIS 50μs)≦0.5%(10.7MHz ± 1MHz, 76 ～ 108MHz)(AF 1kHz, FM 75kHz)
50Hz ～ 100kHz±1dB (1kHz 基準)
10kΩ(不平衡)
1Vp-p ± 2%
LEFT 10Hz ～ 100kHz, 1Hzステップ
RIGHT 10Hz ～ 100kHz, 1Hzステップ
MONOモード以外は≧15kHzの設定は保証しません
MONO/L=R/L/R/L=-R/L&R/OFF≧ 55dB0 ～ 135％（75kHz/100％）(MONOのみ ～150%)1%
0 ～ 15％0.1%
25μs / 50μs / 75μs / OFF
0 ～ 100％>126dBµV(EMF) 30％ Max
0.1%
0.4 MHz ～ 1.7 MHz ：± ( 設定値× 0.1+1)%
0.15 MHz ～ 170 MHz：± ( 設定値× 0.1+2 )%AF 1kHz, 変調度 ≦80%, RF 出力 ≦126dBμV(EMF)
変調度
0 ～ 30%30.1 ～ 60%
60.1 ～ 80%≦ 0.5%≦ 1.5%≦ 3.0%≦ 1.5%≦ 3.0%≦ 5.0%
ただし、
RF出力レベル 120dBμV（EMF）
10Hz ～ 20kHz,1Hzステップ
50Hz ～ 20kHz± 1dB (1kHz 基準)
10k Ω ( 不平衡)
1Vp-p ± 2%

Microsoft Windows 7 SP1 / 10Intel、AMD3 GHz 以上4 GB 以上
10 GB 以上
インストール時に必要
1024 × 768 以上
USB ドライバ ( 弊社より提供 ) のインストールが必要.NET Framework Ver.4.7.2 以上のインストールが必要

ORDERING INFORMATIONS
本体
オプション※

型名
製品名
MAS-8401OSC
オーディオアナライザ（OSC付き）＋AM/FM信号発生器
MAS-8401
オーディオアナライザ＋AM/FM信号発生器
MAS-8410OSC
オーディオアナライザ（OSC付き）
MAS-8410
オーディオアナライザ
MAS-8421
AM/FM信号発生器
MAS-8401, MAS-8421用高出力RFオプション

併せてお使い頂ける製品※お客様のご使用用途に合わせて対応可能です。
お気軽にご相談ください。

電圧測定を正しく行う為の平衡・不平衡変換アダプタ

BTL (Balanced Trans Less) アンプ

MBA-9407

校正・修理のご案内

製品を長く安全にご利用頂くために、当社の校正・修理サービスをぜひご利用ください。

ご案内：https://www.keisoku.co.jp/md/support/proof/☎ 045-500-9845●このカタログの記載内容は、2021年10月現在のものです。 ●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。 ●記載されている内容は、正確な情報であるよう努めておりますが、万が一誤り等お気づきの点がございましたら、当社までご一報頂けますと幸いです。

パワエレ営業部
日吉事業所〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960
大阪オフィス 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2F
TEL 06-6387-1039
E-mail : PWsales@hq.keisoku.co.jp https://www.keisoku.co.jp/pw/
2021年10月発行 ●CM-0144-2110