NBI土壌ECセンサー
ユーザーマニュアル
p. 1

はじめに・使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
・本書の操作手順および注意事項をお守りください。
・機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

p. 2

目

次

1.概要 .................................................................................................................................... ４～５
2.使用方法 ............................................................................................................................. ６～７3.メンテナンス ............................................................................................................................. ８
4.注意事項 ..................................................................................................................................... ８5.FAQ ............................................................................................................................................ ８

p. 3

1. 【概要】
1.1 機能およびアプリケーションの説明
NBI土壌ECセンサーは土壌導電率の監視に用いるセンサーであり、ハウス、田畑などの環境下の土壌導電率を正確に測定することができ、それによって土壌中の水溶性塩分含有量を間接的に反応させる。R
S485インターフェースを備え、NBI Watcher Pro 2など一連の無線環境モニタ製品と一緒に使用し、ユーザーが管理プラットフォーム上で土壌中の導電率の変化状況を明らかに理解し、かつ適時に対応する調整を行うことができる。
NBI土壌ECセンサーは以下の機能特徴を有する。:
本センサーは小型化設計で、測定精度が高く、応答速度が速く、互換性が良い。



密封性がよく、土壌に直接埋め込んで長期間使用でき、かつ腐食しません。



リアルタイム土壌ECモニタリング機能は、異なる深さの土壌の導電率を測定することができる。


性能が信頼でき、正常に動作し、データ転送効率が高い

1.2規格
1.2.1 技術パラメータ
型番

NBI-SSSEC01

出力信号

RS485

測定パラメータ土壌導電率、土壌温度

レンジ

0～20dS/m,-40℃～70℃

解像度

0.001dS/m,0.1℃

精度

土壌導電率:0～5dS/m ±2%
5～20dS/m ±8%
温度:±0.3℃

較正機能

三点較正

安定時間

通電後1秒

応答時間

<50ms

設置方法

埋め込み式

ケーブル長2m、他の長さはカスタマイズできる。

防護レベル

IP68

p. 4

1.2.2 サイズ

55mm

25mm

94mm

1.2.3 各部の説明

導温ヘッド

プローブ

センサジョイント

p. 5

2. 使用方法
2.1 取付手順
土壌ECセンサは埋め込み式で取り付ける:
1. ECセンサプローブは、取り付け前に清浄に保たれているので、手で触れたり、グリースで汚れたりしない。センサーの読み取りに誤りがあることがある。
2. 設置場所の土壌には、石、土壌固まり、金属、その他の異物が存在しないこと、土壌センサーのプローブが損傷したり、読み取りエラーが発生したりすることがある。;
3. 工具を用いて作物の近くに垂直の穴を掘り、深さは作物根系深さに依存する。;
4. 穴に土壌センサーを入れ、その後プローブを穴の壁に完全に挿入し、センサは穴の壁に密着し、プローブは地面に平行でなければならないことに注意し、センサープローブは土壌/基質に挿入する時に十分であり、操作誤差を減少し、測定精度を向上させる。
5. 土壌センサーの設置深さは、作物根系深さ及び目標測定土層に依存するが、少なくとも30cmの深さが確保されるべきである。これは、土層のパラメータを正しく反応させるのに有利である。以下の図:

p. 6

6. 設置後、土壌を穴に埋め戻し、適量の水を流し、土壌を圧縮する。;
7. センサーケーブルを強く引っ張ったり、折れ曲がらないように、取り付けるときに注意して保護する。;

8. なお、複数の土壌センサーを1つのエリア内に設置し、各センサー間の間隔を少なくとも30cm以上必要とすると、同一の穴内に複数の土壌センサを設置することができなくなり、さもなければ、センサー同士が干渉し合い、測定ミスを招くおそれがある。;
9. 土壌EC度センサーの寿命は、典型的には12ヶ月である。新しいセンサーは、読み取りが正確であることを確実にするために、寿命が切れたときに、再調整または交換される必要がある。
10. センサーを土壌から取り外すと、ケーブルを直接引っ張ることはできない。
注意:センサーを取り付ける際に、防水継手の乾燥を確実にする。

2.2 センサー取付方法
取り付けが完了したら、汚れやごみがついているなど、乾いていないか確認し、きれいに乾いた柔らかい布で拭いて、吹き付けてから使用する。
なお、NBI土壌ECセンサーは、NBI Watcher Pro 2など、一連の無線環境監視ノードとともに使用できる以外にサポートされるインターフェースは、以下の表のとおりである。:ノード

インターフェース番号

Watcher Pro 2

A1、A2、B

センサー拡張ボックス

1、2、3、4、5

土壌ECセンサーアダプターを上の表にリストしたアダプターに直接取り付けると、使用時には製品の電源を切ってから、アダプターの防水キャップを外し、センサーアダプターを差し込んだ後、時計回りに締め付ける。センサーインターフェースおよびコネクタは、固定された取り付け方向を有し、アクセスは、以前に整列されなければならないことに留意されたい。センサーやノードの破損の原因となるので位置や向きを変えないように注意する。
詳しくは、各製品のユーザーマニュアルを参照する。

p. 7

3. メンテナンス
項目

内容

周期

ケーブル正常に動作しているときは、ケーブルは引っ張ってはしてはいけない。
破損、折れの有無を確認する

1ヶ月に1回

4. 注意事項①

NBI土壌ECセンサーは、NBI

Watcher Pro 2などの一連の環境観測用ノードセットにしか使用できません。他社のメーカー製品では使用した場合センサーが破損することがある。;②

高温な場所等極端な環境で使用しない;③

設置場所は、化学成分を含んだ腐食性の高い環境から離れている必要がある。;④

センサーの接続時は、電源をオフにし、通電しない。

⑤

センサーおよびワイヤは、高電圧、熱源などから離れていなければならない。

⑥

センサーの部品を自分で取り外さない。故障や破損の原因になり保証対対象外となります。

⑦

センサーは精密機器なので大切に保管しておいて下さい。

5. FAQ問題
センサ無データ

原因の可能性1. センサは認識されなかった。

解決方法
1. ノードを再始動する。

2. センサは、ノードに正しく接続されていない。 2. センサーコネクターを取り外し、再接続する。
3. ケーブルまたはセンサの故障。
センサデータ異常

1．正しく設置されていない。

3. テクサーに連絡して交換またはメンテナンスする。
1. 上記のようにして、センサーを取り付け直し。
2. プローブを洗浄し、センサーを再較正する。

2．センサプローブはグリースで汚染されている。

3. テクサーに連絡して交換またはメンテナンスする。

3．センサーが故障している。

p. 8

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒105-0013 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階
TEL:03-6803-4317
www.techsor.co.jp

FAX:03-6803-4318｜ support@techsor.co.jp

ZETAアライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

p. 9