電子式マルチメータ
ＸＭ２－１１０シリーズ（絶縁監視機能付）

取扱説明書（拡張操作編）！ご注意◇本体は精密機器ですので、落とさないようにして下さい。
◇本体を分解､改造しないで下さい。
◇本体に雨水等が直接かからないようにして下さい。
◇本体の汚れ・ホコリ等を拭きとる場合は、乾いた布で拭きとって下さい。
◇汚れがひどい場合は、固く絞った濡れ雑巾で拭きとって下さい。
◇ベンジン・アルコール・シンナーは絶対に使用しないで下さい。
◇本体内にごみ等が入る恐れがある作業を行なう場合は、本体にカバーをして異物が入らないようにして下さい。
◇本体を直射日光が当たる場所、温度の異常に高い場所・異常に低い場所、湿気や塵挨の多い場所へ設置しないで下さい。
◇端子台への配線は圧着端子を使用して確実に締めて下さい。
◇最大入力電圧値・電流値以上の入力を加えないで下さい。
◇補助電源が停電時は表示が消え、出力が０になります。
◇活線状態では端子部に手を触れないで下さい。感電の危険が有ります。
◇活線状態ではＶＴ２次側からの入力線は決してショート(短絡)しないで下さい。
◇通信線，アナログ出力は動力ケーブル，高圧ケーブルと平行して設置せず、交差する場合も間隔を取って設置して下さい。
◇電圧入力端子のいずれかの端子はアースに接地するようにして下さい。
◇本説明書には、オプション機能（御発注時の選択機能）もあわせて説明しています。搭載していない機能は設定無効または、設定できませんので、御考慮いただきお読みいただきますようお願いします。
◇製品、及び、説明書は、改善・改良のために予告なく変更する場合があります。御了承お願いします。

1

目

次

【1】設定項目一覧 ....................................................................................................................................................3【2】表示関係の設定方法 .........................................................................................................................................4【3】計測関係の設定方法 .......................................................................................................................................12【4】通信出力関係の設定方法（オプションでＲＳ－４８５通信出力付を選択した場合に表示します） ...........14【5】通信出力関係の設定方法（オプションでＭｏｄｂｕｓ通信出力付を選択した場合に表示します） ...........16【6】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します） .................................18【7】外部操作入力関係の設定方法.........................................................................................................................20【8】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法 ......................................................................................................222

【1】設定項目一覧[SET]＋[－]キー長押しで設定モードに切り替わります。
設定モードに切り替わりますとＬＣＤ表示の上に番号を表示しています。
（設定モード最初はＳ１１（表示[＋]、[－]キーを押すとＳ１２、Ｓ１３、・・・、Ｓ１６に変更できます。
次に[SET]キーを押すことにより、設定項目の表示に切り替わります。
（例、Ｓ１１－０１（表示ここで、[＋]、[－]キーを押しますとＳ１１－０１、・・・、Ｓ１１－２７に変更できます。
設定番号

設定項目

初期値

記載頁

S11-01

電流表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-02

電流表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-03

電圧表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-04

電圧表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）4P

S11-05

電力表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）6P

S11-06

電力表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）6P

S11-13

デマンド電流表示点滅Ｈ（予定指針付）

0(機能除外）6P

S11-14

デマンド電流表示点滅Ｌ（予定指針付）

0(機能除外）6P

S11-30

Ｉｏ表示点滅Ｈ0(機能除外）8P

S11-31

Ｉｏ表示点滅Ｌ0(機能除外）8P

S11-32

Ｉｏｒ表示点滅Ｈ

0(機能除外）8P

S11-33

Ｉｏｒ表示点滅Ｌ

0(機能除外）8P

S11-27

表示更新周期

0.5 秒

10P

S12-01

バーグラフ表示 電力目盛設定

SIN(片振)12P

S12-06

Ｉｏｒ 平均回数

5回

12P

S13-03

ＲＳ－４８５通信積算乗率設定0(機能除外）14P

S13-03

Ｍｏｄｂｕｓ通信

積算乗率設定0(機能除外）16P

S14-01

警報出力 チャンネル１

上下限

HI(上限警報)

18P

S14-02

警報出力 チャンネル１

ディレイ

0

18P

S14-03

警報出力 チャンネル１

復帰方法

AUTO(自動)18P

S14-04

警報出力 チャンネル２

上下限

HI(上限警報)

18P

S14-05

警報出力 チャンネル２

ディレイ

0

18P

S14-06

警報出力 チャンネル２

復帰方法

AUTO(自動)18P

S15-01

外部操作入力１ 機能

表示切替

20P

S15-02

外部操作入力２ 機能

最大・最小リセット

20P

S16-01

バーグラフ

電流

最大目盛

0(機能除外）22P

S16-02バーグラフ

線間電圧 最大目盛0(機能除外）22P

S16-04バーグラフ

電力0(機能除外）

22P

最大目盛

3

）
）
）
）

【2】表示関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１１－０１：電流表示点滅Ｈ設定（予定指針付）[SET]+[-]長押

A
[＋]

[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ampere-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]
[SET]

[－]
[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]

Ｓ１１－０２：電流表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ampere-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[－]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

A
[＋]

[＋]

[DISPLAY][＋]

Ｓ１１－０３：電圧表示点滅Ｈ設定（予定指針付）
[＋]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-03)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Volt-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[－]
A

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]

Ｓ１１－０４：電圧表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-04)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Volt-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]4Ｓ１１－０１．電流表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－０２．電流表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－０３．電圧表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電圧の計測値がこの設定値以上になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－０４．電圧表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電圧の計測値がこの設定値以下になると、電圧のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｖに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電圧をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定できます。

5

Ｓ１１－０５：電力表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-05)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Watt-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]

Ｓ１１－０６：電力表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-06)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Watt-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－１３：デマンド電流表示点滅Ｈ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-13)を表示。
上 段 ：設定タイトル(DA-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－１４：デマンド電流表示点滅Ｌ設定（予定指針付）

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-14)を表示。
上 段 ：設定タイトル(DA-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)6

Ｓ１１－０５．電力表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電力の計測値がこの設定値以上になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｗに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の－１００％～１００％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－０６．電力表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電力の計測値がこの設定値以下になると、電力のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ｗに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・電力をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＶＴ又はＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の－１００％～１００％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－１３．デマンド電流表示点滅（予定指針付）Ｈ設定について・電流の計測値がこの設定値以上になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。
Ｓ１１－１４．デマンド電流表示点滅（予定指針付）Ｌ設定について・電流の計測値がこの設定値以下になると、電流のバーグラフ・ディジタル表示が点滅します。
・設定は一次側で設定します。また、０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・デマンド電流をバーグラフ表示した場合は、設定値を点滅表示します。
（設定値がバーグラフの範囲外になる場合は点滅表示しません）
・ＣＴ一次側定格値を変更すると、この設定は０にリセットされます。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定できます。

7

Ｓ１１－３０：Ｉｏ表示点滅Ｈ設定

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-30)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Io-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－３１：Ｉｏ表示点滅Ｌ設定

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-31)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Io-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１１－３２：Ｉｏｒ表示点滅Ｈ設定

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-32)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ｉｏｒ-High の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]Ｓ１１－３３：Ｉｏｒ表示点滅Ｌ設定

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-33)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ｉｏｒ-Low の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)8

Ｓ１１－３０．Ｉｏ表示点滅Ｈ設定について
・Ｉｏの計測値がこの設定値以上になると、Ｉｏのディジタル表示が点滅します。
・０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・０．０００Ａ～０．８００Ａの範囲で設定できます。
Ｓ１１－３１．Ｉｏ表示点滅Ｌ設定について
・Ｉｏの計測値がこの設定値以下になると、Ｉｏのディジタル表示が点滅します。
・０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・０．０００Ａ～０．８００Ａの範囲で設定できます。
Ｓ１１－３２．Ｉｏｒ表示点滅Ｈ設定について
・Ｉｏｒの計測値がこの設定値以上になると、Ｉｏｒのディジタル表示が点滅します。
・０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・０．０００Ａ～０．８００Ａの範囲で設定できます。
Ｓ１１－３３．Ｉｏｒ表示点滅Ｌ設定について
・Ｉｏｒの計測値がこの設定値以上になると、Ｉｏｒのディジタル表示が点滅します。
・０Ａに設定すると点滅機能は除外（点滅しない）になります。
・設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
・０．０００Ａ～０．８００Ａの範囲で設定できます。

9

Ｓ１１－２７：表示更新周期設定

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S11-27)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Display CYCle の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]10Ｓ１１－２７．表示更新周期設定について
・表示更新周期を設定します。
・設定された周期で計測値が更新されます。
・この設定を変更しても、アナログ出力の更新周期は２５０ｍｓのままです。
・設定は０．２５秒～２．００秒の範囲で０．２５秒単位で可能です11

【3】計測関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY]

Ｓ１２－０１：バーグラフ表示[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

[SET]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)Ｓ１２－０６：Ｉｏｒ平均回数

[－]
A

[＋]

電力目盛設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(BARgraph の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(Watt の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]
[＋]

[－]

A

表示内容
バーグラフ：設定番号(S12-06)を表示。
上 段 ：設定タイトル(IOR)を表示。
中 段 ：設定タイトル(AVeraGe の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

12

設定値
表示
SIN
BOTH

目盛
片振
両振

Ｓ１２－０１．バーグラフ表示 電力設定について
電力をバーグラフに表示する場合の振れ方向（片振れ・両振れ）を設定します。
表示例
片振れ
両振れ

Ｓ１２－０６．Ｉｏｒ平均回数について
Ｉｏｒ計測の平均回数を設定します。
１～１０回の範囲で設定可能です。
初期値は５回（１．２５秒の平均）になっています。

13

【4】通信出力関係の設定方法（オプションでＲＳ－４８５通信出力付を選択した場合に表示します）
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１３－０３：ＲＳ－４８５通信[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S13-03)を表示。
上 段 ：設定タイトル(COMmunication の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RAT の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]
[SET]

[＋]
[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

積算乗率設定設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

14

設定値
表示
0
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000

通信乗率
表示と同じ
×0.001
×0.01
×0.1
×1
×10
×100
×1000

Ｓ１３－０３．積算乗率設定
・各積算値をＲＳ－４８５通信で送る場合の乗率を設定します。
0 に設定すると表示と同じ乗率で伝送します。
（設定が 110V/5A の場合、123456×0.1kWh と伝送します。
）
0.001 に設定すると、123456×0.001kWh と伝送します。
0.01 に設定すると、123456×0.01kWh と伝送します。
0.1 に設定すると、123456×0.1kWh と伝送します。
1 に設定すると、123456×1kWh と伝送します。
10 に設定すると、123456×10kWh と伝送します。
100 に設定すると、123456×100kWh と伝送します。
1000 に設定すると、123456×1000kWh と伝送します。
・出荷時は 0（表示と同じ）に設定されています。
・この設定を変更しても、表示には影響しません。

15

【5】通信出力関係の設定方法（オプションでＭｏｄｂｕｓ通信出力付を選択した場合に表示します）
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY][－]

A
Ｓ１３－０３：Ｍｏｄｂｕｓ通信[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S13-03)を表示。
上 段 ：設定タイトル(COMmunication の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RAT の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]
[SET]

[＋]
[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

積算乗率設定設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

16

設定値
表示
0
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000

通信乗率
表示と同じ
×0.001
×0.01
×0.1
×1
×10
×100
×1000

Ｓ１３－０３．積算乗率設定
・各積算値をＭｏｄｂｕｓ通信で送る場合の乗率を設定します。
0 に設定すると表示と同じ乗率で伝送します。
（設定が 110V/5A の場合、123456×0.1kWh と伝送します。
）
0.001 に設定すると、123456×0.001kWh と伝送します。
0.01 に設定すると、123456×0.01kWh と伝送します。
0.1 に設定すると、123456×0.1kWh と伝送します。
1 に設定すると、123456×1kWh と伝送します。
10 に設定すると、123456×10kWh と伝送します。
100 に設定すると、123456×100kWh と伝送します。
1000 に設定すると、123456×1000kWh と伝送します。
・出荷時は 0（表示と同じ）に設定されています。
・この設定を変更しても、表示には影響しません。

17

【6】警報出力関係の設定方法（オプションで警報出力付を選択した場合に表示します）
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY]

Ｓ１４－０１：警報出力[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

[SET]

Ｓ１４－０２：警報出力

[－]
A

[＋]

[－]

[－]

Ｓ１４－０３：警報出力

A

[＋]

[＋]
Ｓ１４－０４：警報出力[DISPLAY][－][＋]
Ｓ１４－０５：警報出力[＋][DISPLAY][＋]
Ｓ１４－０６：警報出力

A

設定値
HI
LO

項目
上限
下限

ディレイ設定設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)チャンネル１

復帰方法設定

設定値
設定値
AUTO
MANU

項目
自動復帰
手動復帰

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]チャンネル２

上下限設定

設定値
設定値
HI
LO

項目
上限
下限

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)[－]チャンネル２

ディレイ設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-05)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(DELay の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[－]
A

チャンネル１

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-04)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(High Low)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[SET]
[＋]

設定値

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-03)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RETurn の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]

A

上下限設定

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(DELay の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY][＋][＋]

チャンネル１

表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(High Low)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]
[＋]

[－]

A

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑦[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)チャンネル２

復帰方法設定表示内容
バーグラフ：設定番号(S14-06)を表示。
上 段 ：設定タイトル(ALarM Output2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(RETurn の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

18

設定値
設定値
AUTO
MANU

項目
自動復帰
手動復帰

Ｓ１４－０１・Ｓ１４－０４．上下限設定について
警報の動作を設定します。
設定を上限（HI）に設定すると、計測値が設定値以上になった場合警報出力します。
設定を下限（LO）に設定すると、計測値が設定値以下になった場合警報出力します。
出荷時は上限（HI）に設定されています。
Ｓ１４－０２・Ｓ１４－０５．ディレイ設定について
警報出力のディレイ（遅れ時間）を設定します。
計測値がディレイ設定時間以上連続して設定値以上（以下）になると警報出力します。
出荷時は０秒に設定されています。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
０秒～３００秒の範囲で設定できます。
Ｓ１４－０３・Ｓ１４－０６．復帰方法について
警報出力の復帰方法を設定します。
自動（AUTO）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になると警報出力を OFF にします。
手動（MANU）に設定すると計測値が設定値未満（超える）になっても警報出力を OFF にしません。
警報出力を OFF にするには、「RESET」キーを約１秒間すと、OFF になります。
出荷時は自動に設定されています。

19

【7】外部操作入力関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[＋][DISPLAY]

Ｓ１５－０１. 外部操作入力１[SET]+[-]長押

A
[＋]

[－]

[SET]

Ｓ１５－０２. 外部操作入力２

[－]
A

[＋]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

[＋]

[－]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)
[－]

設定値
設定値

項目

DIS

表示切替

DET
M/M
RES
LED

詳細表示
最大／最小表示最大／最小リセット
バックライト点灯

機能設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S15-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Switch2 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(MODE の略)を表示。
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]

[＋]

機能設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S15-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(SWitch1 の略)を表示。
中 段 ：設定タイトル(MODE)を表示
下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]
[＋]

[－]

A

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]③[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

20

設定値
設定値

項目

DIS

表示切替

DET
M/M
RES
LED

詳細表示
最大／最小表示最大／最小リセット
バックライト点灯

Ｓ１５－０１・Ｓ１５－０２．外部操作入力 機能設定について
外部操作入力１、２の機能を設定します。
機能については下記５機能あります。
・機能１：表示切替（外部操作入力１出荷時設定）
計測表示中の［DISPLAY］キーと同等の動作をします。
計測表示中でない場合は動作しません。
・機能２：詳細表示
計測表示から詳細表示に切替、または、詳細表示の項目切替をします。
５分間操作なしで、通常表示に戻ります。
・機能３：最大・最小値表示（計測表示中の［MAX/MIN］キーと同等の動作をします。
）
・機能４：最大・最小値リセット（外部操作入力２出荷時設定）
各計測値の最大・最小値を一括リセットします。
・機能５：バックライト点灯
外部操作入力が ON 時、バックライトを点灯します(バックライト動作が自動消灯モードの場合)。

21

【8】バーグラフ（最大目盛）関係の設定方法
計測画面を表示している状態で、[SET]と[-]を同時に押し続けると、設定画面に切り替わります。
[DISPLAY][＋]

A

Ｓ１６－０１：バーグラフ[SET]+[-]長押
A
[＋]

表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-01)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Ampere-Bargraph の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]
[SET]

[＋]

[－]

[＋]
Ｓ１６－０２：バーグラフ

[＋]

[＋]

A
[－]

[－]

Ｓ１６－０４：バーグラフ

[＋]

[－]

A

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

線間電圧最大目盛設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-02)を表示。
上 段 ：設定タイトル(LineVolt-Bargraph の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[＋]

[＋]

[－]
電流最大目盛設定

設定方法①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)

電力最大目盛設定
表示内容
バーグラフ：設定番号(S16-04)を表示。
上 段 ：設定タイトル(Watt-Bargraph の略)を表示。
中 段 ：下 段 ：設定値を表示。

[DISPLAY]

[－]
[＋]

設定方法
①[SET]を押します。（下段の設定値の１桁目が点滅します）②[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
③[SET]を押します。（下段の設定値の２桁目が点滅します）④[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑤[SET]を押します。（下段の設定値の３桁目が点滅します）⑥[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
⑦[SET]を押します。（下段の設定値の４桁目が点滅します）⑧[+]、[-]を押し、設定値を変更します。
[－]⑨[SET]を押します。(下段の設定値が点灯します)22

Ｓ１６－０１.バーグラフ 電流最大目盛設定
電流、デマンド電流のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＣＴ比が最大目盛となります。
（機能除外）※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＣＴ比によっては１２０％まで設定できない場合があります。
Ｓ１６－０２.バーグラフ 線間電圧最大目盛設定
線間電圧のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
定格の０％～１３６％の範囲で、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＶＴ比が最大目盛となります。
（機能除外）※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＶＴ比によっては１３６％まで設定できない場合があります。
Ｓ１６－０４.バーグラフ 電力最大目盛設定
電力、デマンド電力のバーグラフ目盛の最大値を設定します。
設定値は各桁、”１"ずつ変化させて行ってください。
定格の０％～１２０％の範囲で、一次側の値で設定します。
０設定の場合、設定したＣＴ・ＶＴ比が最大目盛となります。
（機能除外）※設定の下限は設けていませんが、小さな数値を設定すると、正常に目盛が表示されない場合があります。
※設定出来る桁数は４桁までです。ＶＴ・ＣＴ比によっては１２０％まで設定できない場合があります。

23

品質・性能向上のため，記載内容をお断りなく変更することがありますので，ご了承下さい。

URL www.hakaru.jp
本社・工場〒５３２－００２７

大阪市淀川区田川３－５－１１
ＴＥＬ ０６（６３００）２１１２
ＦＡＸ ０６（６３０８）７７６６
改訂５ 2017. 3.29.
初版
2012. 6.25.

ＴＫ－１８２４２24