「モータードライブ式 ズーム＆オートフォーカス」、「フリームーブ電磁ロックシステム」を搭載した、ブライトビジョンシリーズのフラッグシップモデル

歯科用マイクロスコープ

ブライトビジョン 3200 R2

3200R2PRECISION MICROSCOPE

Manufactured by

OPERATIONSYSTEM

フリームーブ電磁ロックシステム
バランスアーム部に新開発のフリームーブ電磁ロックシステムを搭載。左右のハンドルグリップ背面にある「電磁ロック解除ボタン」を押している間、電磁ロックシステムは解除され、マイクロスコー術者の直感をスピーディーにマイクロスコープへ伝達する
マルチファンクショナル
オペレーション システム

プヘッドは前後、左右方向へ滑らかに動かすことができます。ボタンから指を離すと瞬時にその位置で固定されるため、観察に適したベストポジションをスピーディーに調整・決定することが可能です。また、術中頻繁に操作する電磁ロック機構は、作動音を可能な限り低減し、静粛性を重視しました。
バランスアーム機能を標準装備し、マイクロスコープヘッドに外部カメラや各種アクセサリーを装着した際の前後、左右の重量バランス調整も容易におこなえます。
電磁ロック

電磁ロック
バランスアーム

電磁ロックバランスアーム

電磁ロック解除ボタン

あらゆる観察ポジションに対応する広い可動領域
マイクロスコープヘッドは最大、左右各 55°、前方 80°、後方100°の広い可動領域をもち、さまざまな観察ポジションへ設定することができます。

55°

55°

80°

100°

フリームーブ電磁ロックシステム、倍率調整、フォーカス調整、6 ファンクション
フットスイッチ（オプション）

照明光量調整、記録（動画・静止画）※1 のコントロールスイッ

倍率調整、フォーカス調整、記録（動画・静止画）※1

チを左右のハンドグリップに集約しました。

操作を足元でおこなえるコントローラー。施術中にマルチファンクショナルハンドル

両手が塞がった状態でも、スマートにマイクロスコープをコントロールすることができます。

撮影

照明オンオフ

電動ズーム

電動フォーカスおよび記録（動画・静止画）

倍率調整・フォーカス調整

マイクロスコープヘッドを傾斜させた場合でも、左右の接眼レンズ部を独立して水平を保ち、自然な電磁ロック解除

オートフォーカス

ジョイスティック

アングルロテーション機能（オプション）

照明光量アップ

照明光量ダウン

フットスイッチ

姿勢で術野の観察が可能です。長時間にわたる施

電動フォーカス
速度変更術による術者の疲労を軽減します。
（傾斜範囲：左右 25 度）
ズーム

最も使用頻度の高いズーム、フォーカス調 整 の インターフェースには、ジョイスティッ

フォーカス

ク式コントローラーを採 用し、よりスピーディーな調整が可能です。

※１：マルチファンクショナルハンドルおよび、6 ファンクションフットスイッチの記録（動画・静止画）の操作は、Full HD カメラを内蔵したモデルのみの機能です。

アングルロテーション機能を追加する場合は、「アングルロテーションリ
ング」、「アングルロテーションエクステンダー」が必要になります。

90°
ワイドアングルアダプタ機能（オプション）※2
双眼鏡部の可動領域が広がり、さまざまな診療姿勢に対応できます。

ビームスプリッターポート
ロテーション機能

180°
双眼可変鏡筒 (MT 仕様 )※2：90°
ワイドアングルアダプタ機能と、マグプラス 1.5 機能の併用はできません。

OPTICALSYSTEM

優れた光学特性を持つ医療用レンズ
接眼レンズ、対物レンズには、広く医療用レンズとして用いられているドイツ SCHOTT 社製レンズを採用。優れた光学的特性により、クリアで明るい術野を映しだします。

被写体をより明るく鮮明に映し出すハイスペックな
光学システムアポクロマティックレンズ
対物レンズには、波長毎に屈折率が異なることから生じる色収差（色ズレ）を高い精度で補正する、アポクロマティックレンズを採用。にじみのない鮮明な術野を視認できます。

アポクロマティックレンズ

赤・緑・青などの三波長の色収差を補正

通常のレンズ像面の前後的なズレが発生

電動ズーム式変倍機構
無段階に倍率調整可能な、電動ズーム式レンズを搭載しています。

1.8x

19.4x

対物レンズ倍率

0.4x ～ 2.4x

総合倍率

1.8x ～ 19.4x

視野径（mm）

124 ～ 11.6

ズームスピード（1.8x ー 19.4x）

約5秒

接眼レンズ倍率12.5 倍装着 作業距離 200-450mmを想定

オートフォーカス（4K カメラ内蔵モデルのみ）

アンチリフレクトモジュール（オプション）

オートフォーカス機能を利用すると、対アンチリフレクトフィルター（偏光フィルター）を介在

象が焦点範囲内であれば、中心部へすることで、高出力の LED 照明による観察像の正反フォーカスが自動的に最適化され、ピ射（ギラツキ）を抑え、施術に適した術野像を提供しントが合います。ボタンを一押しするだます。

けで、鮮明な観察が可能になります。

各種レーザー保護フィルター（オプション）
レーザー保護フィルター用スロットを標準装備。
使用するレーザーの波長に合わせて保 護フィルター（オプション）を装着し、レーザー治療時の術者の眼を保護することができます。
LF40 ( 対応波長：Argon 488 ～ 514nm）
LF60 ( 対応波長：Diode 660 nm)

電動バリオディストフォーカス

LF80 ( 対応波長：Diode 800 ～ 830 nm）
LF100 ( 対応波長：Diode 980nm & NdYag1064nm）

対物レンズの焦点距離を200 ～ 450mm の 範 囲で調整することができ、術0mm

レティクル 12.5X 照準レンズ（オプション）中に素早くフォーカシングレティクル（照準）付の接眼レンズ (12.5X)です。

が可能。
フォーカス調整のスピード
は、ノー マ ル モ ード、ハ イ

200mm

スピードモードの 2 種類から選択できます。
焦点範囲250mm

ノーマルモード（f200-450)

ハイスピードモード（f200-450）

センタータイプ

左右どちらかの接眼レンズとして使用します。

約8.5 秒
約6 秒

スケールタイプ ※3

内蔵カメラ、外部カメラの記録画像には反映しません。
450mm※3 スケールタイプは、スマートLCDモニターに表示されるスケール比（MS）を用いて、観察物の大きさを算出できます。

マグプラス 1.5 機能 [MagPlus1.5]（オプション）※4
180°
双眼可変鏡筒後部の切替ノブにより、接眼レンズ観察像の倍率を 50% アップすることが可能です。
標準時

50％アップ時

総合倍率

1.8x ～ 19.4x

2.7x ～ 29.1x

視野径124mm ～ 11.6mm

82.5 ～ 7.7mm

マグプラス 1.5 機能による倍率アップ像は、内蔵カメラ、外部カメラの記録画像には反映しません。

※4：マグプラス 1.5 機能と、90°ワイドアングルアダプタ機能の併用はできません。LIGHTINGSYSTEM
術野を的確に照らす
ライティ
ングシステムLIGHTING SYSTEM
TruLED 照明
最 大 照 度 105,000 Lux（ブ ラ イ プ ラ ス 時）
、演 色 再 現 性（CRI:92）の LED 照明により、術野をより明るく鮮明に照らします。
【CRI (Color Rendering Index ／演色評価数）】 色の見え方が自然光（太陽光）下での見え方にどれだけ近いかを示す値。この数値が100に近いほど、自然な色としての視認性が向上します。

ブライプラス [BriPlus]OUTPUT&RECORDING
優れた光学性能が捉えた鮮明なイメージを高解像度に出力倍率に比例して、照明光が自動的に収束し、光量を増加します。最大倍率では、30％の増加（105,000Lux）となり、低倍率から高倍率まで、つねに最適な光量での観察を可能にします。

倍率に連動して光量が増加

倍率1.8x光量 80,000 Lux

倍率19.4x光量 105,000 Lux

フィルター＆スポット 照明
オレンジとグリーンのフィルターに加え、４パターンの照明範囲セレクターを搭載し、アシスタントの眼への負担を軽減します。

LED 照明バックアップ機能
LED ランプが切れても別回路のバックアップライトへ切替可能です。

セカンダリーライト（オプション）
セカンダリーライトを装着すること
で、照度を 200,000Lux 以上（作業距離 250mm 時）にアップします。
照度調整ノブ

照度位置調整ノブ

OUTPUT & RECORDING
4K カメラによる静止画と動画の記録および再生に対応
マ イ ク ロ ス コ ー プ ヘッド 内 に 4K カ メ ラ（解 像 度 :3840×2160) を搭載し、高精細な術野の撮影が可能です（※5、※6）。左右の操作ハンドルに配置された撮影ボタン、または無線接続されたマウスの操作で動画および静止画をビームスプリッター（オプション）+デジタルカメラアダプタ２（オプション）
ビームスプリッターと各種カメラアダプターにより、市販のデジタルカメラを接続できます。
接続例

3200 本体の USB メモリへ保存。また、記録された動画

ミラーレス一眼 + デジタルカメラアダプタ2および静止画は、マウス操作でテレビモニターへ簡単に表+ ビームスプリッター 2示することができます。

マウスでサムネイル画像から選択できます。

ソニー社のα6000 シリーズと組み合わせることで、高画質静止画撮影とフルハイビジョン録画が可能となるアダプターです。撮影データは、カメラ本体内のメモリーカードに保存できます。
α6000 シリーズはソニー株式会社の商標登録です。
カメラは別途ご用意ください。
ライブ映像と静止画、または静止画 2 枚の比較表示も可能。

スマート LCD モニター
第 2 アーム先端に配置された液晶ディスプレイには、マイクロスコープの設定状況をリアルタイムに表示できます。
・WD（作業距離）：200～ 450mm
・ZM（対物レンズ倍率）：0.4 ～2.4 x
・MF（総合倍率）：1.8～19.4 x・MS（スケール比）：0.6～7.0 ※7

動画も再生可能。スライダーで再生箇所を指定できます。

※5 4Kカメラを内蔵していないモデルもございます。
※6 2K 以上の HDMI 入力に対応したテレビモニターを別途ご用意いただく必要があります。4K 画像を表示する場合は、4K 出力に対応した TVモニターが必要です。

・BR（照明光量）：1～100%※7： レティクル12.5X 照準レンズ /スケール
タイプ（オプション）装着時に使用Specifications
設置方式

フロアスタンドオプション

シーリングマウント

フロアマウント

レーザー
保護フィルター

6 ファンクション
フットスイッチ

シーリングマウントタイプおよびフロアマウントタイプは、固定装置の設置工事が別途必要となります。設置工事は、専門施工業者への委託となります。詳細はご相談ください。

アングルロテーション機能には、アングルロテーションリングとアングルロテーションエクステンダーの組双眼可変鏡筒合せ、または、アングルロテーションリングとビームスプリッター 2 ア

倍率

アングル
ロテーション機能

50％
UP

ノーマル

ングルロテーション エクステンダータイプの組合せが必要です。

90°
ワイドアングル

マグプラス 1.5

マグプラス 1.5 と 90°
ワイドアングルは同時に選べません。

センタータイプ

記録スケールタイプ

セカンダリーライト

レティクル 12.5X

カメラビームスプリッター

各種カメラ用アダプター

外付けカメラオートフォーカス機能は、4K カメラ内蔵モデルで使用できます。

T echnical Data

2059

双眼鏡

180°
双眼可変鏡筒55 mm ～ 75 mm

接眼レンズ倍率

12.5×

視度調節範囲

±7D

総合倍率

1.8 倍～ 19.4 倍（ズーム式）

視野径

124ｍｍ～ 11.6ｍｍ（ズーム式）

照度>80,000Lux ( 作業距離 250mm 時 )1831

瞳孔間距離調節範囲

630

直径 90mm ～ 73mm ( 作業距離 250mm 時 )寸法：架台（全高）1831mm

寸法：架台（ベース） 632mm × 632mm
241Kg

632
203

>105,000Lux ( 作業距離 250mm、最大倍率時 )
照明野

330

200 ～ 450mm

336632電動ズーム式

作業距離850

ブライトビジョン 3200 R21480

500

変倍方式

重量アンチリフレクトモジュール

デュアルアイリス リング

カメラなし

1064

4K カメラ内蔵

フロアスタンドタイプ

医療機器届出番号 :13B2X00022000130 号

一般医療機器 機械器具(25) 医療用鏡 可搬型手術用顕微鏡（36354020） 特定保守管理医療機器（顕微鏡本体 8Kg、アーム部 90Kg、ポール + ベース143Kg）

一般医療機器 機械器具(25) 医療用鏡 手術用顕微鏡（36354010） 設置管理医療機器 特定保守管理医療機器

2023-09

製造販売元：ペントロン ジャパン株式会社〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F・6F
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

製造元：ズーマックス メディカル社（中国）（Zumax Medical Co.,Ltd.)