はじめに・使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
・本書の操作手順および注意事項をお守りください。
・機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

NBI 葉面湿度センサー（NBI-SSLFM01）
p. 1
ユーザーズマニュアル

目

次

1.概要 ..................................................................................................................................................................... 3～４
2.使用方法...................................................................................................................................................................... 5
3.メンテナンス ............................................................................................................................................................ 5
4.注意事項...................................................................................................................................................................... 6
5.FAQ.............................................................................................................................................................................. 6

p. 2

1. 概要1.1 機能およびアプリケーションの説明
NBI葉面湿度センサーは葉面湿度を観測し、病虫害を予防し、および散水潅漑制御の重要なセンサーでありハウス、田畑などの環境における作物の葉面の表面含水率を精確に測定することができる。RS
485インターフェースを持ち、NBI Watcher Pro 2などのシリーズ無線環境モニター製品と一緒に使用し、ユーザーに管理プラットフォーム上で葉面環境の変化状況を明確に理解させ、作物の成長発育状況および作物生育研究の理解に有利であり、病虫害の発生および警告を予防し、葉面施肥、散布、噴霧および潅水制御に便利である。
NBI 葉面湿度センサは以下の機能特徴を有する。:


葉面構造設計をシミュレートし、センサーが実際に葉面の水分散プロセスを反映するようにした。



霧、氷、結露、降雨を検出できる。

防水シールは、直接葉面施肥、散水、散水の場合、屋外で使用することができる。



精度が高く、応答が速く、互換性がよく、性能が信頼できる。

1.2規格
1.2.1 技術パラメータ
型番

NBI-SSLFM01

出力信号

RS485

レンジ

0～100%

精度

±5%

安定時間

通電後1秒

ケーブル長

デフォルト2メートル、その他の長さはカスタマイズできる。

p. 3

1.2.2 サイズ
145㎜

14535㎜

3565㎜

65

1.2.3 各部の説明

センサジョイント格子

p. 4

2. 使用方法
2.1 取付手順
葉面湿度センサは、温室のハウスに吊り下げても大丈夫ですし植物の枝に吊り下げも可能。センサ
ーは、取り付けられたときに、ブレード部分のグリッド面が上を向いていることをシミュレートし、周囲のブレード面と床面との間の角度にほぼ一致させる。
葉面肥料散布などの検出を行う場合には、植物の葉面の異なる高さに複数取り付けて、植物が地面に接近する葉面肥料効果を確保することができる。
注意:プローブを破損しないように、砂利または硬い土壌にプローブを挿入しようとしない。
センサーを取り付けるとき、防水ケーブルの乾燥を確実にする。
センサのケーブルを強く巻き付けたり、引っ張ったりしない。センシングデータの読み取りが出来なくなる場合がある。

2.2 センサー取付方法
取り付けが完了したら、汚れやごみがついているなど、乾いていないか確認し、きれいに乾いた柔らかい布で拭いてから使用する。
NBI葉面湿度センサーは、NBI Watcher Pro 2などの無線環境観測用ノードセットのみにしか使用できませんのでご通ウイください。製品でサポートされるインターフェースは、以下の表のとおりである。:
ノード

インターフェース番号

Watcher Pro 2

A1、A2、B

センサ拡張ボックス

1、2、3、4、5

葉面湿度センサジョイントを上表にリストしたジョイントに直接取り付ければよく、使用時はまず製品の電源を切ってから、ジョイントの防水キャップを外し、センサジョイントを差し込んだ後、時計回りに締め付ける。センサインターフェースおよびコネクタは、固定された取り付け方向があり、取付位置は決まっているのでご注意ください。センサーやノードの破損の原因となる位置や向きを変えないようにご注意ください。

3. メンテナンス

プロジェクト内容

周期

ケーブル正常に動作しているときは、ケーブルは緊張してはいけない。
破損、折れの有無を確認する

1ヶ月に1回測定部位

ゴミの付着を防ぐためにごみやごみを取り除く

1ヶ月に1回

p. 5

4. 注意事項①

NBI葉面湿度センサは、NBI Watcher Pro 2など一連の無線環境観測用ノードセットにしか使用出来ません。他のメーカーの製品で使用した場合センサーが故障する可能性があります。
②

高音な場所など極端な環境で使用しない。

③

設置場所は、化学成分を含んだ腐食性の高い環境から離れている必要があります。;④

センサーの接続時は電源をオフにし通電をしてはいけません。
。

⑤

センサーおよびワイヤは、高電圧、熱源などから離れている必要がります。

⑥

センサの部品を自分で取り外さない。故障や破損の原因となり保証対象外となります。

⑦

センサーは精密機器なので大切に保管しておいて下さい。

5. FAQ
問題

原因の可能性

解決方法

センサ無データ

1. センサは認識されなかった。
1. ノードを再始動する。
2. センサは、ノードに正しく接続されていない。
2. センサーコネクターを取り3. ケーブルまたはセンサの故障。
外し、再接続する。
3. support@techsor.co.jp
へ連絡して交換またはメンテナンスする。

センサデータ異常

1.

正しくインストールされていない。

2.

センサプローブが異物に付着した。

3.

センサが故障している。

1. 上記のようにして、センサーを取り付け直し。
2. センサ表面を清浄化する。
3. support@techsor.co.jpに連絡して交換またはメンテナンスする。

p. 6

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,
Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒105-0013 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階
TEL:03-6803-4317
www.techsor.co.jp

FAX:03-6803-4318｜ support@techsor.co.jp

ZETAアライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

p. 7