第 30 回学術大会抄録集

会期：令和 2 年 11 月 7 日（土）会

場：誌上＆web 開催

大

会

長：武部

準備委員長：熊野担

純
弘一

当：愛知学院大学歯学部有床義歯学講座

大会長挨拶

第 30 回⽇本磁気⻭科学会学術⼤会
⼤会⻑

武部

愛知学院⼤学⻭学部有床義⻭学講座

純教授

この度、⼤久保⼒廣理事⻑をはじめ理事の先⽣⽅、そして本学会の諸先⽣⽅のご⾼配を賜り、第 30 回⽇本磁気⻭科学会学術⼤会を愛知学院⼤学⻭学部有床義⻭学講座で担当させていただくこととなりました。このような貴重な機会を与えていただき、開催できますことに深く感謝の意を表しますとともに、⼤会⻑として謹んでご挨拶を申し上げます。
私ども愛知学院⼤学にとりましては、⽥中貴信先⽣が⼤会⻑を務められた第 20 回学術⼤会（2010 年 10 ⽉ 30、31 ⽇）以来、10 年ぶりの学術⼤会担当となり、たいへんに栄誉なことと感謝いたしております。
会期は 2020 年 11 ⽉ 7 ⽇（⼟）から 8 ⽇（⽇）までの 2 ⽇間で、愛知学院⼤学名城公園
キャンパスにて開催する予定としておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡⼤という未曽有の事態により、本学キャンパスを使⽤しての通常の⼤会形式での開催は断念せざ
るを得なくなりました。そこで、この度の第 30 回学術⼤会は、誌上と Web 会議システムを併⽤する開催形式といたしました。
第 30 回学術⼤会では、特別講演ではネオジウム磁⽯の発明者として御⾼名な⼤同特殊鋼株式会社 技術顧問の佐川眞⼈先⽣をお迎えし、ご専⾨であるネオジウム磁⽯に関するご講演をいただきます。教育講演では、明海⼤学 ⼤川周治先⽣、東北⼤学 髙⽥雄京先⽣をお迎えしてご講演いただきます。⼀般⼝演につきましては、「e-poster セッション」として変
更いたしまして学会参加者のみが閲覧可能な Web サイトで展⽰する予定でおります。Web
での開催に伴いまして、2 ⽇間のプログラムを半⽇として規模を縮⼩することになりますが、ご⾃宅や職場において、魅⼒ある企画を Web 上で視聴することが可能です。今般の社会情勢から⻭学系の学術⼤会では、誌上形式や Web 形式にて開催されております。本学会におきましては、初めての Web 会議システムによる開催となりますが、第 30 回学術⼤会におきましてはより多くの皆様にご参加いただき、例年の学術⼤会と同様に楽しんでいただくと同時に研鑽の機会にしていただきただきたく願っております。
本年夏に開催予定であった東京オリンピックは来年度に延期となりました。この度の学術⼤会は、第 30 回に相応しい記念すべき⼤会となりますよう Web を通して、私ども担当
校⼀同ʻおもてなしʼの⼼で精⼀杯務めて参ります。
皆様におかれましては有意義で実りある、記憶に残る学術⼤会となりますよう⼼より祈念申し上げます。

−1−

学術大会参加の皆様へ
１：新型コロナウイルスによる影響のため、これまでの学術⼤会とは異なり誌上＆Web 開催とします。
２：第 30 回学術⼤会では Zoom 会議システムを利⽤します。
３：Web 開催に伴い、当⽇参加は出来ませんので事前参加登録が必須となります。必ず期限までに参加登録のお⼿続きをお願いします。
４：参加登録された⽅は、各⾃にて事前にお持ちの PC または携帯端末等への Zoom アプリのインストールおよび接続性のテストをお願い申し上げます。
５：参加登録申込並びに参加登録費のお⽀払いが完了されましたら、運営事務局より「Web開催ページ」へログインできるパスワードをご案内いたします。
６：プログラム・抄録集、学術⼤会参加証（領収書）ならびにパスワードは事前に運営事務局より郵送いたします。
７：Web 開催における動画の収録・⾳声データの録⾳ならびに写真撮影は、発表者の著作権保護のため禁⽌させていただきます。
【⽇⻭⽣涯研修について】
１：本学術⼤会では、特別講演で２単位、教育講演１で１単位、教育講演２で１単位が取得できます。
２：単位取得には、下記 URL もしくは QR コードより Google フォームにアクセスしていただき、メールアドレス、お名前、⽇⻭⽣涯研修 ID を⼊⼒後、ご送信ください。
【特別講演

URL】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnW9lzAJPYJHb62h-ytfGlV1nPIhJzMMHP7r0j
I0gjWJBP_Q/viewform【教育講演１

URL】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSednkvTKFmgubHXD2fTtcrC41x5e3Lde89WBaOzeLHvd-3uNg/viewform【教育講演２URL】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe53IOim1t4xhIOzlOGQXdCoXZw6gh_BIAOjDjloVpTe
BMoOw/viewform【特別講演 QR コード】

【教育講演１QR コード】

【教育講演２QR コード】

３：なお、本学術⼤会は Web および誌上開催のため、学会参加による特別研修としての単位は取得することができません。

−2−

―ご発表の皆様⽅へ―
1：⼀般⼝演につきましては、全て e ポスターとします。
2：演題番号を⼤会事務局より連絡しますので、演題番号を⼊れて作成してください。
3：下記の図のように、横 90 cm ×縦 180 cm で作成してください。ポスター上部 20cmに演題番号、演題、発表者名、所属を⼊れてください。
4： e ポスター中に COI 該当の有無を開⽰してください。
5：質疑応答はございませんので、ご了承ください。

発表に関する利益相反（COI）の開⽰について本学会が主催する学術⼤会などで発表する場合、筆頭発表者には、演題登録時に「⾃⼰申告による COI 報告書」の提出とポスターに COI 状態の開⽰が必須となります。詳細は次⾴をご確認ください。

−3−

事後抄録
事前抄録への追加・修正があった場合に限り、 word またはテキスト形式で保存された事後抄録をメールにて第 30 回⽇本磁気⻭科学会学術⼤会 ⼤会事務局（jsmad30@dpc.agu.ac.jp）
までメールの添付でお送りください。ファイルサイズが⼤きい場合はファイル共有サービ
スやファイル転送サービスをご利⽤ください。

−4−

開催概要
学会名

第 30 回⽇本磁気⻭科学会学術⼤会

会期2020 年 11 ⽉ 7 ⽇（⼟）

会場

誌上＆Web

⼤会⻑

武部

⽇

理事会

12：00〜13：00

総会

13：15〜13：45

開会の辞

14：00〜14：05

程純（愛知学院⼤学⻭学部有床義⻭学講座

特別講演

主任教授）

（佐川眞⼈先⽣）

14：20〜15：20

教育講演１（⼤川周治先⽣）

15：35〜16：05

教育講演２（⾼⽥雄京先⽣）

16：20〜16：50

閉会の辞

17：05〜17：10

プログラム
特別講演

2020 年 11 ⽉ 7 ⽇（⼟）⼤同特殊鋼株式会社 技術顧問

14：20〜15：20

佐川眞⼈先⽣「ネオジム磁⽯は社会を⽀える」
教育講演１

2020 年 11 ⽉ 7 ⽇（⼟）

明海⼤学⻭学部

15：35〜16：05

機能保存回復学講座 ⻭科補綴学分野

教授

⼤川周治先⽣「磁性アタッチメントを応⽤した補綴⻭科治療が保険収載される意義について」
教育講演２

2020 年 11 ⽉ 7 ⽇（⼟）

16：20〜16：50

東北⼤学⼤学院⻭学研究科⻭科⽣体材料学分野「ISO 対策委員会報告

准教授

⾼⽥雄京先⽣⻭科⽤磁性アタッチメントの国際標準化を⽬指して（最終回）」

学会参加費
10 ⽉ 9 ⽇（⾦）まで

会員 4,000 円、⾮会員 6,000 円※事前参加登録のみとなります。
※当⽇参加登録はできませんので、ご注意ください。
⼤会ホームページ URL
http://jsmad.jp/meeting/30/
⼤会事務局
愛知学院⼤学⻭学部有床義⻭学講座〒464-8651 名古屋市千種区末盛通 2-11
TEL/FAX：052-759-2152
E-mail：jsmad30@dpc.agu.ac.jp−5−プログラム令和 2 年 11 月 7 日（土）12：00〜13：00

理事会

13：15〜13：45

総14：00〜14：05

開会の辞

14：20〜15：20

特別講演会
⼤会⻑：武部純

座⻑：⼤久保⼒廣（鶴⾒⼤）「ネオジム磁⽯は社会を⽀える」
佐川眞⼈
⼤同特殊鋼株式会社 技術顧問
【⽇⻭⽣涯研修コード 188997】
15：35〜16：05

教育講演１

座⻑：武部

純（愛院⼤）「磁性アタッチメントを応⽤した補綴⻭科治療が保険収載される意義について」
⼤川周治
明海⼤学⻭学部

機能保存回復学講座 ⻭科補綴学分野

教授【⽇⻭⽣涯研修コード 189207】

16：20〜16：50

教育講演２「ISO 対策委員会報告

座⻑：武部純（愛院⼤）

⻭科⽤磁性アタッチメントの国際標準化を⽬指して（最終回）」

⾼⽥雄京
東北⼤学⼤学院⻭学研究科⻭科⽣体材料学分野

准教授【⽇⻭⽣涯研修コード 189208】

17：05〜17：10

閉会の辞

次期⼤会⻑：⼤⼭哲⽣（⽇本⼤）ポスター発表P−１：上下顎支台装置に磁性アタッチメントを応用した 9 年経過症例
A case report of magnetic attachments for maxillomandibular

abutment teeth followed up

for 9 years.
◯曽根峰世，松本⼤慶，⼩⼭夏実，鳴海史⼦，松川⾼明，内⽥茂則, 染川正多，⾼橋 快，
鈴⽊美都, 三吉佑⾹，坂本⼤輔, 岡本和彦, ⼤川周治
明海⼤学⻭学部機能保存回復学講座⻭科補綴学分野

P−２：TK
TK

アタッチメント

attachment〇河北正河北⻭科医院−6−

P−３：低位咬合に対し磁性アタッチメントとジルコニアフレームワークを適用した１症例
A case report of removable partial denture applied magnetic attachment and zirconia
framework for a patient with a decreased occlusal vertical dimension〇武⼭丈徹１），鈴⽊恭典¹⁾，原⽥直彦²⁾，新保秀仁¹⁾，栗原⼤介¹⁾，武藤亮治¹⁾，

⼤久保⼒廣¹⁾
1）鶴⾒⼤学⻭学部有床義⻭補綴学講座
2）鶴⾒⼤学⻭学部⻭科技⼯研修科

P−４：磁性アタッチメントを用いたインプラントオーバーデンチャーの臨床評価
Clinical evaluation of implant overdentures using magnetic attachment○⾼⼭洋彰 1)，鈴⽊恭典 1,2)，栗原⼤介 1,2)，丸尾亮太 1,2)，新保秀仁 1,2)，⼤久保⼒廣 1,2)
1）鶴⾒⼤学⻭学部有床義⻭補綴学講座
2）鶴⾒⼤学⻭学部附属病院インプラントセンター

P−５：ISO で規定された装置を用いて磁性アタッチメントの維持力を測定する際のクロスヘッドスピードの影響
Effect of crosshead speed on retentive force measured using a device specified in ISO 13017○⾼橋正敏 1），⼾川元⼀ 1），⼭⼝洋史 1,2），⾼⽥雄京 1）
1）東北⼤学⼤学院⻭学研究科⻭科⽣体材料学分野
2）東北⼤学⼤学院⻭学研究科⼝腔システム補綴学分野

P−６：磁性アタッチメントを適用した部分床義歯設計におけるインプラント支持に関する三次元有限要素法を用いた力学的検討
Mechanical analysis of implant support in removable partial denture design applied amagnetic attachment using three dimensional finite element method.
〇熊野弘⼀ 1），神原 亮 1），藤波和華⼦ 1），松川良平 1），安藤彰浩 1），秦 正樹 1），⼩島規永 1），
吉岡 ⽂ 1），尾澤昌悟 1），中村好德 1），中村浩⼦ 1），庄司和伸 1），宮前 真 2），武部 純 1）
1）愛知学院⼤学⻭学部有床義⻭学講座
2）愛知学院⼤学⻭学部⾼齢者・在宅⻭科医療学講座

−7−

特別講演

11 月 7 日（土）14：20〜15：20「ネオジム磁石は社会を支える」

佐川眞⼈
⼤同特殊鋼株式会社 技術顧問
私は⼤学院修了後、富⼠通研究所に採⽤してもらい、磁性材料の応⽤に関するテーマをもらった。ここで 10 年間、磁性材料について勉強し研究をさせてもらった。そしていくつかの成果を上げることができた。その終わり頃、ネオジム磁⽯のアイデアをもったが、会社としてもう磁⽯の研究はやらないと⾔われた。どこの会社に⾏くか迷った末、私は住友特殊⾦属（住特⾦）に⾏くことにした。ここで、私のアイデアがたちまち形になり、世界最強のネオジム磁⽯が誕⽣した（1982 年 7 ⽉）
。ところが、上司から「君の磁⽯はおもちゃにしか使えない。50℃で磁⼒が低下する。」と⾔われた。この時愕然としたが、10 ⼈の住特⾦研究チームで問題を解決した。ディスプロシウム添加の⽅法である。そして、ネオジム
磁⽯の⼯業化を進めた。住特⾦は 1987 年からネオジム磁⽯の量産を開始した。
ネオジム磁⽯の最初の応⽤はハードディスク装置（HDD）である。HDD が今のように⼩型にできたのはネオジム磁⽯のおかげである。ネオジム磁⽯の前の最強磁⽯はサマリウ
ム・コバルト磁⽯である。この磁⽯は極端にもろくて、割れると磁粉をまき散らすので、HDD には使えない。ネオジム磁⽯がなかったら今の IT 社会は 10 年以上遅れていた。ネオジム磁⽯はエアコンに使われて、エアコンの効率を上げ、⼈々の快適な⽣活に貢献している。ネオジム磁⽯は EV、HEV に使われて、地球温暖化防⽌に貢献している。
ネオジム磁⽯が⻭科磁性アタッチメントに使われて役⽴っていることは喜ばしい。ネオジム磁⽯が誕⽣した時、「君の磁⽯はおもちゃにしか使えない」と⾔われて愕然としたが、「⻭科アタッチメントには使えます」と⾔い返せばよかった。ネオジム磁⽯が⻭科アタッ
チメントに使えるのは、磁⼒が最⾼であることと、その機械的強度が⾼いことが重要である。さびやすいという⽋点は、しっかりとしたコーティングによって克服できる。

−8−

略

歴

1968 年 3 ⽉

神⼾⼤学⼤学院修⼠課程（電気⼯学）修了

1972 年 3 ⽉

東北⼤学⼤学院修⼠課程修了（⾦属材料⼯学）、学位取得（⼯学博⼠）

1972 年 4 ⽉

富⼠通㈱⼊社

1982 年 5 ⽉

同社

1982 年 5 ⽉

住友特殊⾦属㈱⼊社

1988 年 2 ⽉

同社

1988 年 3 ⽉

インターメタリックス㈱設⽴

2016 年 10 ⽉

⼤同特殊鋼（株）顧問就任

退職
退職

受賞暦
1984 年

⼤阪科学賞

1986 年

⽶国物理学会

1990 年

朝⽇賞

1991 年

⽇本応⽤磁気学会

1993 年

⼤河内記念賞

1998 年

Acta Metallurgica J.

2003 年

本多記念賞

2012 年

⽇本国際賞

2018 年

NIMS Award

2019 年

⽇本⾦属学会International Prize for New Materials
学会賞
Hollomon Award

学会賞

−9−

教育講演１11 月 7 日（土）15：35〜16：05「磁性アタッチメントを応用した補綴歯科治療が保険収載される意義について」

⼤川周治
明海⼤学⻭学部機能保存回復学講座⻭科補綴学分野

教授

令和 2（2020）年１⽉９⽇に開催された令和元年度第３回診療報酬調査専⾨組織・医療技
術評価分科会での承認を経て、同年 2 ⽉ 7 ⽇の中央社会保険医療協議会（中医協）において、「磁性アタッチメントを⽤いた義⻭の⽀台装置」が「診療報酬改定において対応する優
先度が⾼い技術」として承認されました。なお、磁性アタッチメント⾃体は、⻭科医療技術には該当しないことから、現在（8 ⽉中旬）、保険医療材料制度等に準じて対応、つまり、
いわゆる C2 区分として保険収載（保険点数等の確定）に向けて最終の⼿続きが⾏われています。本教育講演発表において、保険点数や算定が可能となる⽉⽇等が確定していることを期待いたします。
磁性アタッチメントは 1992 年に市販が開始された当初から、他のアタッチメントと同様、⾃費診療⽤の⽀台装置として臨床応⽤されてきました。したがって、磁性アタッチメント
応⽤による⻭科医療技術の保険収載提案に関しては、本学会理事会で幾度となく協議されてきましたが、慎重論が根強く諸先⽣⽅の賛同が得られるまでに、かなりの時間を要したことは否めません。私が本学会理事⻑を拝命していた期（2017）において、両側遊離端⽋損症例の可撤性部分床義⻭（インプラント義⻭、全部床義⻭は除く）に限定することで、理事の先⽣⽅の本医療技術評価提案に関する合意がようやく得られました。そして、磁性アタッチメントの市販開始から実に 30 年近くの年⽉を経て、保険収載が実現いたしました。
ただし、保険収載をめざした⼀番の⽬的は、⽇常臨床における磁性アタッチメントの普及です。不適切な臨床術式により、磁性アタッチメントが誤った評価を受けることは避けなければなりません。磁性アタッチメントを応⽤した補綴⻭科治療の保険収載（限定有）を受けて、今後、⽇本磁気⻭科学会はどのように活動を進めていくべきか、先⽣⽅とともに考えていきたいと思います。

−10−

略

歴

1980 年 3 ⽉

広島⼤学⻭学部卒業

1986 年 5 ⽉

博⼠（⻭学）受領（広島⼤学）

1987 年 7 ⽉

広島⼤学⻭学部⻭科補綴学第⼀講座講師

1993 年 11 ⽉

国家公務員共済組合連合会呉共済病院⻭科医⻑

2001 年 4 ⽉

明海⼤学⻭学部⻭科補綴学講座助教授

2002 年 6 ⽉

明海⼤学⻭学部⻭科補綴学講座教授（2005 年 4 ⽉ 講座名が「機能保存回復学講座⻭科補綴学分野」に変更）
現在に⾄る
明海⼤学⻭学部付属明海⼤学病院病院⻑

（2016 年 4 ⽉〜2020 年 3 ⽉）

⽇本磁気⻭科学会

理事⻑（2017 年 1 ⽉〜2018 年 12 ⽉）

公益社団法⼈⽇本補綴⻭科学会

理事⻑

（2019 年 6 ⽉〜）−11−教育講演２11 月 7 日（土）16：20〜16：50「ISO 対策委員会報告 歯科用磁性アタッチ
メントの国際標準化を目指して（最終回）」

⾼⽥雄京
東北⼤学⼤学院⻭学研究科⻭科⽣体材料学分野

准教授

⻭科⽤磁性アタッチメントの国際標準化に向けての準備は 2005 年から始まり、2007 年の ISO/ TC 106 ベルリン会議から 8 年の年⽉を経て 2015 年に Amendment 1（追補版）
を含む⻭科⽤磁性アタッチメントの国際規格 ISO 13017：2012（Ed.1）がようやく完成した。国際規格策定の準備段階を含めると 10 年以上の⽉⽇を要したことになる。
ISO 対策委員会報告を振り返ると、当時 ISO 規格の策定を遂⾏していた ISO 標準化委員会（ISO 対策委員会のメンバーで構成）で、⽇本のエキスパート（専⾨委員）を担当されていた⽥中貴信先⽣のご配慮により、⼤会⻑をされた愛知学院⼤学主幹の第 20 回学術⼤会（2010 年 10 ⽉ 30〜31 ⽇）において、ISO/TC106 の定例会議での策定状況を報告したのが最初であった。2008 年 9 ⽉のイエテボリ会議で、ISO/ TC 106/ SC2 に⻭科⽤磁性アタ
ッチメン⼘のワーキンググループ(WG22) が新たに設置され、⽇本の草稿が WD13017 (作業原案)として承認されたので、⽇本が議⻑国となり、⽇本主導の規格策定が現実したことを報告した記憶が今でもしっかりと残っている。
2009 年 9 ⽉に開催された ISO/TC106 ⼤阪会議を経て、WD13017 が 2010 年 3 ⽉にCD13017(委員会原案)へ、2011 年 6 ⽉の投票で DIS 13017（国際規格案）に昇格した。その後、FDIS 13017（最終国際規格案）となり、ISO 13017（⻭科⽤磁性アタッチメント） が、
2012 年 7 ⽉に、維持⼒測定法を強化した Amendment 1（追補版）が 2015 年 11 ⽉に発⾏された。これらの規格によって、⼩型で軽量に加え、⼤きな維持⼒を⽰す⽇本の⻭科⽤
磁性アタッチメントのメリットを遺憾なく世界に発信できる国際標準が誕⽣した。
2017 年の定期改定を迎え、規格の使いやすさを考慮して ISO 13017 と Amendment 1を統⼀した規格策定を提案し、2017 年に NP（新規事業項⽬提案）を⾏い、2017 年 8 ⽉の⾹港会議の後に DIS 13017 に昇格したが、2018 年 9 ⽉に開催された ISO/ TC106 ミラノ
会議では、⼗分なコンセンサスを得ることができず、FDIS に進めることができなかった。
そのため、予定よりも 1 年間の遅れをとることになったが、2019 年 9 ⽉の ISO ⼤阪会議の−12−

後に FDIS の可否を決定することになった。10 年ぶりの ISO ⼤阪会議ということで、地の利を⽣かし、維持⼒測定装置を会場に設置した実演付きのプレゼンテーションを⾏い、翌年 2020 年 5 ⽉に FDIS 13017、同年 7 ⽉ 16 ⽇に国際規格の⼀本化を実現した新しい ISO
13017：2020（Ed.2）が発⾏されるに⾄った。
今回の ISO 対策委員会報告では、⻭科⽤磁性アタッチメントの国際規格 ISO 13017：2020（Ed.2）の完成に⾄るまでの経緯と、策定にご尽⼒頂いた多くの先⽣⽅のご苦労を最終回としてご報告したい。ISO 対策委員会報告を初めて⾏ったのが、愛知学院⼤学主幹の第 20回学術⼤会であり、完成を報告する最終回も、武部純先⽣が⼤会⻑を担当される愛知学院
⼤学主幹の第 30 回学術⼤会である。不思議な偶然なのかもしれないが、このような時間をご配慮下さった武部⼤会⻑、並びに熊野準備委員⻑に⼼より感謝する次第である。
最後に、ISO 13017 の規格策定及び⽇本磁気⻭科学会の発展にご尽⼒下さいました故 ⽔
⾕ 紘先⽣のご功績に感謝すると共に、ご冥福をお祈りする。
略 歴
昭和 63 年 3 ⽉

早稲⽥⼤学⼤学院理⼯学研究科博⼠後期課程

昭和 63 年 4 ⽉

早稲⽥⼤学理⼯学部助⼿

平成 元年 10 ⽉

同

平成 元年 11 ⽉

東北⼤学⻭学部助⼿

平成 8 年 3 ⽉〜11 ⽉

Baylor College of Dentistry(⽶国)

辞職

客員研究員（⽇本学術振興会派遣研究員）
平成 17 年 10 ⽉

東北⼤学⼤学院⻭学研究科准教授

現在に⾄る

−13−

修了

ポスター発表
P-1．上下顎支台装置に磁性アタッチメントを応用した 9 年経過症例
A case report of magnetic attachments for maxillomandibular

abutment teeth followed up

for 9 years.
◯曽根峰世，松本⼤慶，⼩⼭夏実，鳴海史⼦，松川⾼明，内⽥茂則, 染川正多，⾼橋 快，
鈴⽊美都, 三吉佑⾹，坂本⼤輔, 岡本和彦, ⼤川周治
◯M. SONE, D. MATSUMOTO, N. KOYAMA, F. NARUMI, T. MATSUKAWA, S.
UCHIDA, S. SOMEKAWA, K. TAKAHASHI, M. SUZUKI, Y. MIYOSHI, D. SAKAMOTO,
K. OKAMOTO, and S. OHKAWA
明海⼤学⻭学部機能保存回復学講座⻭科補綴学分野
Division of Removable Prosthodontics, Department of Restorative and Biomaterials
Sciences, Meikai University School of Dentistry【⽬的】
磁性アタッチメントは，安定した維持機能を有するとともに，⽀台⻭に加わる側⽅⼒を緩和する
等の利点を有する優れた⽀台装置の⼀つである. しかし，磁性アタッチメントを応⽤した義⻭の⻑期的な予後経過に関する報告は，わずかに散⾒されるのみである．今回，タイプの異なる 2 つの磁性アタッチメントを上下顎の部分床義⻭に応⽤し、9 年経過した症例について報告する．
【症例の概要】患者は 59 歳の⼥性，咀嚼困難を主訴に来院した．10 年前，下顎両側遊離端⽋損に対して部
分床義⻭を製作したが，未装着のまま放置していた．しかし最近になって上顎前⻭部ブリッジの動揺とともに，咀嚼困難を⾃覚するようになったため当科を受診した．
【結果，考察】最終補綴装置として，上顎には根⾯型の磁性アタッチメントを応⽤した無⼝蓋型のオーバーデ
ンチャーを，下顎には連結した陶材焼付⾦属冠に⻭冠外型の磁性アタッチメントを応⽤した部
分床義⻭を装着した．現在，装着後 9 年が経過しているが⼤きいトラブルは⽣じていない．

P-2．TK
TK

アタッチメント

attachment〇河北正Tadasi Kawakita
河北⻭科医院
Kawakita Dental Clinic

−14−

【⽬的】
義⻭は、ブリッジ検定で不適格となった症例を適応とした装置である。完全なる粘膜負担型の装置であるべきです。この条件を満たす装置を今回開発した。
【⽅法】
1.

⾦属冠⼜はキャップ状冠に円柱状磁性体を溶着し、これをつかみ込む本体からなる磁性

アタッチメントである。円柱状体は咬合⼒⽅向と平⾏に装着する。本体は、義⻭床中へ装着し、磁性円柱を把持する。磁⽯は本体の内部に格納するので、唾液による⾦属の溶解、磁⼒の減衰は起きない。
2.

球状磁性体は、遊離端義⻭⽤である。アタッチメント本体は円柱状である。遊離端側から円筒が球状体をくわえ込む構造である。三次元的可動に対応可能な構造を持つ。
3.

ラッチ付の物も考案した。磁⼒のみでは脱離する場合に対応可能な構造である。

【結果，考察】粘膜負担型アタッチメントとして有効と推測している。有髄⻭を⽀台⻭とする症例にも使⽤可能である。総てのブリッジ検定不適症例義⻭に採⽤される。

P-3．低位咬合に対し磁性アタッチメントとジルコニアフレームワークを適用した１症例
A case report of removable partial denture applied magnetic attachment and zirconia
framework for a patient with a decreased occlusal vertical dimension〇武⼭丈徹１），鈴⽊恭典¹⁾，原⽥直彦²⁾，新保秀仁¹⁾，栗原⼤介¹⁾，武藤亮治¹⁾，

⼤久保⼒廣¹⁾〇TAKEYAMA

J１），SUZUKI Y¹⁾, HARADA N²⁾, SHIMPO H¹⁾, KURIHARA

D¹⁾,

MUTOH R¹⁾, OHKUBO C¹⁾
1）鶴⾒⼤学⻭学部有床義⻭補綴学講座
2）鶴⾒⼤学⻭学部⻭科技⼯研修科
1）Dept of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine
2）Dental Technician Training Institute, Tsurumi University School of Dental Medicine【⽬的】
低位咬合は過⼤な咬合⼒やデンチャースペースの不⾜から義⻭の破損を招くことが多く，
⽋損補綴の難症例の⼀つに挙げられている．今回，⾼度な咬耗により低位咬合を呈する
Eichner 分類 B4 症例に対し，磁性アタッチメントとジルコニアフレームワークを適⽤した
部分床義⻭の１症例を報告する．
【⽅法】
患者は 84 歳，男性．咀嚼困難と度重なる義⻭破折を主訴として来院した．咬合⾼径の低下によるデンチャースペースの不⾜を改善するため，治療⽤義⻭により咬合挙上を⾏った．
最終補綴装置は⽀台装置に磁性アタッチメントとクラスプを適⽤した．咬合平⾯の改善は−15−

下顎残存⻭すべてに咬合⾯レストを適⽤し．フレームワークはジルコニアを⽤いミリングにて製作した．
【結果，考察】低位咬合症例に対して，CAD/CAM 技術を適⽤したジルコニアフレームワークや磁性アタッチメントを適⽤することにより審美性の向上および⾼強度かつ⾼精度の補綴装置の製作が可能になり，装着後の良好な経過が期待される．

P-4．磁性アタッチメントを用いたインプラントオーバーデンチャーの臨床評価
Clinical evaluation of implant overdentures using magnetic attachment○⾼⼭洋彰 1)，鈴⽊恭典 1,2)，栗原⼤介 1,2)，丸尾亮太 1,2)，新保秀仁 1,2)，⼤久保⼒廣 1,2)
○TAKAYAMA H1) , SUZUKI Y1,2), KURIHARA D1,2), MARUO R1,2), SHIMPO H1,2),
OHKUBO C1,2)
1）鶴⾒⼤学⻭学部有床義⻭補綴学講座，
2）鶴⾒⼤学⻭学部附属病院インプラントセンター
1）Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental
Medicine
2）Center of Oral and Maxillofacial Implantology, Tsurumi University Dental Hospital【⽬的】
義⻭の維持安定を向上させるインプラントオーバーデンチャー（以下，IOD）は⽋損補綴治療における有⼒な選択肢の⼀つとなっている．本研究では磁性アタッチメントを⽤いた
IOD の予後調査を実施し，臨床評価を⾏った．
【⽅法】
調査対象は 2019 年 11 ⽉までの 16 年間に本学⻭学部附属病院補綴科において IOD を装着
し，リコールに応じた症例とした．調査内容は装着時の年齢，男⼥⽐，磁性アタッチメントを装着した部位と本数，⽋損様式，装着後のトラブルとした．
【結果，考察】調査対象の患者は 14 ⼈，平均年齢 65.5 歳，男性 3 ⼈，⼥性 11 ⼈であった．インプラント
埋⼊は 42 本，磁性アタッチメントは 34 装置であった．インプラントの脱落は 1 本，アタッチメントの緩みが 3 本であった．
インプラント体脱落等のトラブルが認められたものの，ほとんどの症例で⼤きな不満もなく使⽤されていた．
（本学倫理審査委員会

承認番号 1522）

P-５．ISO で規定された装置を用いて磁性アタッチメントの維持力を測定する
際のクロスヘッドスピードの影響
Effect of crosshead speed on retentive force measured using a device specified in ISO 13017○⾼橋正敏 1），⼾川元⼀ 1），⼭⼝洋史 1,2），⾼⽥雄京 1）−16−

○Masatoshi Takahashi1）, Genichi Togawa1）, Hirofumi Yamaguchi1,2）, Yukyo Takada1）
1）東北⼤学⼤学院⻭学研究科⻭科⽣体材料学分野
2）東北⼤学⼤学院⻭学研究科⼝腔システム補綴学分野
1）Division of Dental Biomaterials, Tohoku University Graduate School of Dentistry2）Division of Advanced Prosthetic Dentistry, Tohoku University Graduate School of
Dentistry【⽬的】
ISO 13017 の規定する維持⼒測定装置を⽤いることで，⻭科⽤磁性アタッチメントの維持⼒を精度良く測定することが可能になった．本研究では，測定値へのクロスヘッドスピードの影響を調べた．
【⽅法】
ギガウス D600 と，ネオジム磁⽯，サマリウムコバルト磁⽯，試作キーパーを⽤意した．これらを組み合わせ，クロスヘッドスピードを 500mm/min まで様々に変えて維持⼒を測定した．0.5mm/min のときの測定値を基準として⽐較した．
【結果，考察】どの組み合わせも，50mm/min 以下の測定値に有意差は認められなかった．測定値は100mm/min 以上で有意に⼤きくなり，クロスヘッドスピードと強い正の相関を⽰した．維
持⼒曲線の最⼤値には，維持⼒と装置可動部の⾃重，加速のための⼒，摩擦⼒が関与するが，本研究の測定値の上昇には加速のための⼒が⼤きく影響した．加速度の影響する最⼩
速 度 を 近 似 式 と 基 準 値 か ら 求 め る と 約 15mm/min で あ っ た ． ISO の 装 置 を 使 え ば
10mm/min でも正しく測定できることが明らかになった．

P-６．磁性アタッチメントを適用した部分床義歯設計におけるインプラント支持に関する三次元有限要素法を用いた力学的検討
Mechanical analysis of implant support in removable partial denture design applied amagnetic attachment using three dimensional finite element method.
〇熊野弘⼀ 1），神原 亮 1），藤波和華⼦ 1），松川良平 1），安藤彰浩 1），秦 正樹 1），⼩島規永 1），
吉岡 ⽂ 1），尾澤昌悟 1），中村好德 1），中村浩⼦ 1），庄司和伸 1），宮前 真 2），武部 純 1）
〇Kumano H1），Kanbara R1），Fujinami W1）, Matukawa R1)，Ando A1)，Hata M1)，Kojima N1)，
Yoshioka F1)，Ozawa S1)，Nakamura Y1），Nakamura H1），Shoji K1）, Miyamae S2）. and Takebe J1）
1）愛知学院⼤学⻭学部有床義⻭学講座
2）愛知学院⼤学⻭学部⾼齢者・在宅⻭科医療学講座
1）Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi Gakuin University2）Department of Gerodontology and Home Care Dentistry, School of Dentistry, Aichi
Gakuin University−17−

【⽬的】多様な諸組織が混在する⼝腔内において，部分床義⻭設計におけるインプラント
⽀持が⻭周組織に対して如何なる⼒学的影響をもたらし，部分床義⻭設計に如何なる⼒学的効果をもたらすのか三次元有限要素法を⽤いて検討することを⽬的とした．
【⽅法】解析モデルの⽋損部位は下顎右側第⼆⼩⾅⻭，第⼀，第⼆⼤⾅⻭，下顎左側第⼆⼩⾅⻭，第⼀⼤⾅⻭とし，下顎両側第⼀⼩⾅⻭にＲＰＩクラスプを設定し，下顎左側第⼆⼤⾅⻭には磁性アタッチメントを適⽤した残根上義⻭としたものを基本モデルとし，その基本モデルの下顎右側遊離端⽋損部に⻑さの異なる２種（6.5mm，10.0mm ）のインプラ
ントを埋⼊したインプラント⽀持モデルの合計３種とし，応⼒解析を⾏った．
【結果，考察】インプラント⽀持モデルでは⻑さの違いによる解析結果の顕著な違いが⾒られなかった．そのため，短いインプラントでも⼗分な⽀持効果が得られ，部分床義⻭設計における適応症の拡⼤の可能性が⽰唆された．

−18−

協賛・ご支援をいただいた皆様
愛知製鋼株式会社
医⻭薬出版株式会社株式会社ジーシー
株式会社モリタ
NEOMAX エンジニアリング株式会社（2020 年 10 ⽉ 19 ⽇現在・五⼗⾳順・敬称略）

第 30 回⽇本磁気⻭科学会学術⼤会を開催するにあたり、多⼤なご協⼒を賜りました⽅々に⼼より御礼申し上げます。
第 30 回⽇本磁気⻭科学会学術⼤会
⼤会⻑

−19−

武部

純

ᄬჽࡸλǕഫ䛆๓ṑ䛻᭷ຠ䛇4

᪂〇ရST 䝅䝸䞊䝈

䠡X䞉䝇䝖䝻䞊䝬䞁(BL)䝪䞊䞁䝺䝧䝹

䝅䝸䞊䝈
600/400
600W/400W

䠥 䝅䝸䞊䝈
DX

䞉䝇䝖䝻䞊䝬䞁
䞉MYTIS䞉Swiss Plus䛆⮻ṑ䛻᭷ຠ䛇䝅䝸䞊䝈

1000/800
600/400

B 䝅䝸䞊䝈
䞉Branemarkz 䞉3i
䞉ENDOPORE䛆༶᪥἞⒪䛇

RKR

䛆䠩䠮䠥ᑐᛂ䛇䝅䝸䞊䝈
L/S/D䝬䜾䝣䜱䝑䝖䠡䠴
䝬䜾䝣䜱䝑䝖䠠䠴
䝬䜾䝣䜱䝑䝖䠮䠧䠮䝸䝮䞊䝤䜻䞊䝟䞊
䝬䜾䝣䜱䝑䝖䠥䠬
䝬䜾䝣䜱䝑䝖䠥䠬䠉䠯䠰

䝸䝮䞊䝤
䜻䞊䝟䞊

ㄆド␒ྕ:䠎䠌䠓䠌䠌䠞䠶䠶䠌䠍䠌䠒䠐䠌䠌䠌ㄆド␒ྕ:䠎䠍䠑䠌䠌䠞䠶䠶䠌䠌䠐䠍䠍䠌䠌䠌ㄆド␒ྕ:䠎䠍䠒䠌䠌䠞䠶䠶䠌䠌䠏䠐䠌䠌䠌䠌ㄆド␒ྕ:䠎䠍䠍䠌䠌䠞䠶䠶䠌䠌䠓䠑䠎䠌䠌䠌ᢎㄆ␒ྕ:䠎䠏䠏䠌䠌䠞䠶䠴䠌䠌䠌䠔䠌䠌䠌䠌ᢎㄆ␒ྕ:䠏䠌䠍䠌䠌䠞䠶䠴䠌䠌䠍䠒䠐䠌䠌䠌ʴဃŴಏƠƘ

ȷȷƖǇƤǜƔᲹ

䠪䠡䠫䠩䠝䠴䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾䛿䚸☢Ẽ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯༟㉺䛧䛯タィ䞉ゎᯒᢏ⾡䛸䠑䠌ᖺ䜢㉸䛘䜛⤒㦂䜢䜒䛸䛻䚸᪥❧㔠ᒓ䜾䝹䞊䝥䛾᭱᪂☢ᛶᮦᩱ䜒㥑౑䛧䛶≉㗰䛒䜛᪉ရ㉁䛾〇ရ䜢〇㐀䛧䛶䛔䜎䛩䚹ṑ⛉⏝☢ᛶ䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖䝝䜲䝟䞊䝇䝸䝮䠄㗪᥋ἲ䠅䝣䜱䝆䜸䝬䜾䝛䝑䝖䠄䠧䠞ἲ䠅䝝䜲䝁䝺䝑䜽䝇䝫䝇䝖䜻䞊䝟䞊ᙜ♫䛷䛿䚸ṑ⛉⏝☢ᛶ䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖䜢䛿䛨䜑☢Ẽᛂ⏝〇ရ䛾〇㐀䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸᭦䛺䜛⏝㏵㛤Ⓨ䜢㐍䜑䚸䜏䛺䛥䜎䛾䛚ᙺ䛻䛯䛴〇ရ䜢ᥦ౪䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹ṑ⛉⏝☢ᛶ䜰䝍䝑䝏䝯䞁䝖䛻㝈䜙䛪䚸☢Ẽᛂ⏝䜢䛚⪃䛘䛾㝿䛿䚸䛬䜂䛤┦ㄯ䛟䛰䛥䛔䚹䜰䜽䝏䝳䜶䞊䝍䞊
䝸䝙䜰䝰䞊䝍䞊
䠪䡀⣔䝪䞁䝗☢▼㠀᥋ゐືຊఏ㐩ᶵᵓ䝸䝙䜰䝰䞊䝍䞊䝇䝔䞊䝆☢㑅ᶵ㧗⢭ᗘ䞉㧗☢ሙ☢Ẽᅇ㊰」෗ᶵ⏝㒊ရ
㔠ᒓ☢▼䠪䠡䠫䠩䠝䠴䜶䞁䝆䝙䜰䝸䞁䜾ᰴᘧ఍♫᪥❧㔠ᒓ䜾䝹䞊䝥ᮏ♫㛵 ᮾ Ⴀ ᴗ ᡤ
㛵 す Ⴀ ᴗ ᡤࠛ ⩌㤿┴㧗ᓮᕷྜྷ஭⏫ከẚⰋ␒ᆅ7(/ 
)$; 
ࠛ ᮾி㒔 ༊ ༡㻝୎┠㻞␒㻣㻜ྕ㻔ရᕝ䡸䡬䡹䢚䢙䡿䢓䡹㻕7(/ )$; 
ࠛ ኱㜰ᗓ྿⏣ᕷᓊ㒊୰㻝୎┠㻟␒㻝ྕ
7(/ 
)$; 
85/KWWSZZZQ[HFRMS

第 30 回学術大会抄録集

会期：令和 2 年 11 月 7 日（土）会

場：誌上＆web 開催

大

会

長：武部

準備委員長：熊野担

純
弘一

当：愛知学院大学歯学部有床義歯学講座