サケ マス稚魚の体力測定装置について
小林哲夫・大熊― 正On the Device for Stamina Measurement
Of Salmon Fry.

Tptsuo KOBAYASHIand Kazumasa

OHKUMA

サケマスの再生産効率は幼稚色 期における生残り度合に左右されることから，健康な椎佳 の生産と自伏の 生産力の高い時期での放流が鍵と考えられており，特に，放流
椎佳 の健苗性の向上は今後の人エ的再生産事業の重要な課題と言えよう。
―般に，健康な椎苗．とは人為的に大型にすることが第 I と考えられ勝ちであるが，体が大きくとも体カのないもの， また，厳しい自 殊での生活に重要な運動性が乏しいものなど，人形化は必ずしも強い椎色止は言い切れないことが色々 と体験されている。従来から，健苗性の評価の#B 標として肥満度，海水適応力，体力 (スタミナ) が有効と考えられ，特に，体力については自然の中で食うか食われるかの厳しい生存競争に打勝って行く上で重要な要素であ り，それを客観的に表示する方法の確立が期待されている。今の所。
色の遊休力，流れに対する耐沐力を測定するのが最も有効との観 とから色々 な方法が試みられ， ThomaS刀． u964)吋に代表されるようなスタミナ測定装置が考案されている。

これら測定装置は精度が高くとも複雑で，大仕掛けのものであっては現場むきではなく，システム化された現状では何処ででも簡便に使用出来， そして体方を適確に把握出来る簡単な構造の道具的なものが望ましいと考えられる。
椎魚の流れに対する耐泳方を実験的に測定して来た装置に改貝を加えて，このような見地から，長年，簡単な装置の考案を試みたので，その基本的な構造を紹介して，今後の実用化と放流椎佳 の健苗育成の参考に供したい。

I ．サケマス稚魚の走性にっいて伍類は―般的に流hL に向って定位するという性質をもっており，これが正の流れ走性といわれている。、この走性は視覚による保留走性，側線器官による転向走性。鰭や腹部にあ る接触感覚器による転向走性の3 因子によって支配されると言われている (生物学辞典より)。
通常，河川生活期のサケマス幼稚佳 は常に流れに向って定位し， 流れ下る餌 を積極的に捕食しているが，生活初期には体も小さく，沐カも弱いので，流れのゆるやかな場所を生活領域としているが，成長にともなって流れの強い所に移行して行く。 このことは成長に伴う索餌生態の変化にもとづくものであ るが，稚魚の成長にともなうスタミナの向上を如実に示すものであ る。
実験的に明るい条件下で稚魚の流れに対する反応を観察した場合，流れがないときは―定の方向を示す
北海道さけ・ますふ化場研究業績第2S2 弓41

北海道さけ・ますふ化場研究報告 第37 号
様々であるが，水平的に流れを与えると―せいに頭を流れに向けて休ぎということなく，分散し，行動も・群れ作りが始まる。そして流れを強めるに従って―定の場所に定位し， 群れの固まりが 強まる。更に， 強まると定位姿勢をやめて流れとともに下手に移動を始め， 群れが崩解することが知られる。 この定位行動から流下への変転は次第に流されるという行動より，むしろ流れに抗し， 抗し切れなくて身を翻して下流に移るといった行動が多く，その時白の流速は椎任の体カの限界を示す客観的なそして具象的な数値と見なされる。このような数値は椎佳 の流れに抗する泳力を示すことから，定位限界の沐方を最大耐沐カ (cm/秒) と表現するのが適切と考えられる。
2 ．測定装□の基本的構造
流れの中での稚佳 の行動は常に視覚が大きく関与することから，その定位行動には群れの場合と単体の場合とでは若干の相違もあ ると考えられるが。スタミナには個体差が予測され，また群れを対象にした場台ビ のようにとらえるかが色々 と問題があることから，稚色 ―尾毎の耐休方を測定する装置とした。
測定装置の基本原理は高い位置の水槽からゴム管などで排水するときバイプの先端と水悟の水面との落差により，パイプの先端から出る水の速度が違うことを応用した。 まず，排水パイプの―端 (吸込口側)に椎佳の定位行動が十分観察出来る透明パイプ (棒状，40cm前後) を連結し，その―端から吸水し，排水パイプの先端との落差を大きすれば，透明パイプ内の流速が高まり， 椎色の定位限界が容易に観察出来る。
パイプ内の流速は，落差に対する流量を測定することによって容易に計算出来，落差と流速との間には曲線的関係があることが知られる。管内の流速は測定パイプの太さ (内径) や排水パイプの大さ，あ るいは排水条件@こよって異るため，実測によって関係式を求めるのが適切であ る。 なお，得られた実験式を用いて，落差値から直ちに管内の流速が知ることが出来る換算表を用意すると何かと便利であ る。
落差をとる基準となる水面の高さを ―定に保つには測定用パイプを浸す水槽の上縁部から常にオーバーフロ― が生ずるような水量を圧入することで解決される。

泳カ測定用パイプと連結する排水パイプは常に水を満して，その吸水部は測定用水槽の側面の上縁部近くに固定するか，あるいはサイフオンの応用とするか。何れにしても排水パイプ内に気泡の入らないように留意する。

耐泳力測定は供試仔 を測定用パイプに封入し，測定水槽の水中で俳水パイプの吸水部と連結する。その際，測定パイプ内に流速を生じせしめないようにするため，排水パイプの先端を測定水槽の基準水面の高さにセットして置く。測定用パイプを連結した後，静かに排水パイプの先端を下げて，落差を広げれば，測定用パイプ内の流速が増し，供試魚 は流れの方向に向き，そ上行動，或は定位行動をとる。そして定位出来る。
不能になった時 占 での落差を測定すれば，換算表から容易に最大耐泳カ cm/sec ・を読み取ることが通常，稚魚の遊泳行動は水平的であ ることから，測定席パイプを出来得る限り水平に保って測定することが望ましい。測定用パイプの両端には通水を良くし， 供試魚の逃避が防げる目合の仕切り網をかぶせる。
また，測定用パイプ内の流速の安定を図るため，排水パイプの太さは測定用バイプのそれと同程度のものが望ましい。
測定用パイプは複数 (5‑1n本) を用意し，測定開始前に予 め供試魚を封入して，封入時のショックによる異常?了 動を測定面に反映しないように留意することも必要であ ろう。
測定時間にっいて， 休力測定は椎伍 の流れに対する抵抗カの測定であ ることから稚伍 の運動による疲労，

42

サケマス 椎佳の体力測定装置についてそれによる泳カの低下も考えなければならなく，短時間での測定が望ましい。実験段階では測定時間は I分間前後が妥当と考えられている。 また，耐沐限界の目安は供試佳が沐ぐ意志を失って測定パイプの後端の仕切り網 に吸い着けられるか，尾の先端がふれる時 占 と決めて置くと測定し易 い 。
落差と測定パイプ内の流速との関係を例示すれば図 I の通りであ る。
ア0

測定パイプと排水パイプが略等しい場台には図 I に示さ22m@ 菅

れるように，落差が増すに従って管内の流速は増加するが，その関係は曲線的な関係が見られ， べルヌーイの定理(1738)に当てはまることが知られる。そして管径の大きさによって測疋有効な範囲が異ることが示され， 22mm

70cm/sec ・， 15.5mm

管 では 60cm/sec

50

萬管では流速 の流・までが測定可能であ竺ることが知られる。

―方，稚魚は体成長にともなって体高も増すことから正@ 30秒

常な泳ぎの出来る測定パイプの大さ (内径) を考慮しなければならないo実験的 1.@22mm

管を用いてサケ稚魚の耐泳n
Y 流速X 落芹

Y‑る通り，天然条件下の健康な椎魚では体重 0 3g(F・・出来，体重4 5‑7・(F L 9 8cm)・・・・のものまで測定することが8e の稚魚が最大耐泳力が 668 0‑70.5cm/Sf(c ．平均70.1cm/sec

・とW.mm1

管の最大値に 当ることが知られた。通常，人工ふ化事業における放流サイズは平均 0015

図 I 落差と測定管内の落差(@m)
流速との関係・から 7． 8elo・・cm)

L 32・'mHX"

22m@ 管ヵの測定結果は図 2 に示される通りである。図 2 に示され

6‑0 8e ，人きくとも3K 前後であ ることから，2.0TriTn 前後
・の測上パイプが十分使用出来ることが知られる。なお，測るサイズは体高がパイプ径の 70‑75%l@位までが適切と判断?'/.mm径の測定パイプでは体重と体高の60・関係からしてサケ稚佳 では体重が大爪 5g(F・される。従って，

し，ひ70

定パイプ内での稚径の定位行動から見て正常な測定が出来‑ ‑ ‑ ‑ ， ， ‑:‑‑‑'

L 8cm) ，また体局が比較的高いサクラマスでは
体重大凡 4g(F・・L 7cm)・以下の @hのが生態的にも正常な状態で測定出来るサイズ と見なされよう。

成長に伴うスタミナの増 や，その生育条件の実態を適確力日竺

D 入然東件●に明示しており，放流稚魚の健苗性の客観的評価手段の―十人 エ ふ化条件

30つとして充分使用出来ることが知られた。

13 ．実用的な耐泳ヵ測定装置
前項で詳述された基本原理をもとに図 3 に示されたよう

43

図223体重 (g)456

サケ稚伍 の成長に伴う耐泳力の変化

戸

北海道さけ・ますふ化場研究報告 第37 号

な実用的な装置を考案した。 その特徴点
は排水パイプの先端を測定水槽の側面に取りつけた 30 。 の斜面に沿ってスライドさせて落差をとる。このことは.30。 の角度をもつ三角形の斜辺の長さが高さの倍であることを利用したもので，落差0 を基占、として排水の先端を斜面に沿ってスライドさせれば，原占からの距離の姥が基準水面と0 水位差となる。読取り目盛が倍に拡大されることは測定値の精度を増すとともに，排水パイプの先端の水平方向への移動は垂直移動より操作のし易さと安定性を増すと見なされる。

耐泳ヵ測定装置の模式図

図3

次に。測定水槽の大きさは測定し易 く，測定用パイプ (長さ 35cm，内径20〜 22mm) を水没させ，吸水部から空気が吸い込まない程度の深さがあ れば良いとのことで 50xIRcm，深さ 10cmとした。また，測定水槽の上縁 (2 面) からオーバーフ 口―させて水面の高さ (基準水面) の維持を図り， 更に，測定用パイプのセットの場 (測定水槽) の水面の安定を図るため，注水部分と仕切り， 底から水を補充，注入するようにした。

装置の操作に当って，排水口の水位と測定水槽の水面の―致点 (水位差 Ocm)と斜面の目盛の原占を―致 させることが最も肝要であ る。 そして測定水槽は出来るだけ水平状態で測定することが望ましい。なお，
これら考案された装置は今後より操作し易く，コンパクトな構造に改善したいと考えている。
以上，サケマス稚魚のスタミナ (体カ) を 客観的に表示出来る方法として耐泳力の測定はパイプ不U用による水位差の調整で極めて簡単に出来，更に図 3C示された軽便な装置の考案によって事業面で広く活用され得る見通しが出来た。今後，健苗の基準範囲 (椎佳のサイズ毎の耐泳カ) を明らかにし，放流時の椎合の健苗性のチェッ ク ， 健苗性の向上に活用され，再生産効率向上に役立つこ耐泳ヵ測定とが期待される。

文
ThomaS，

A ． E ．， R ． E ． Bunow
fIngerHng

SalmonIdS(67):15p

・

H ． H ． Chenoweth

and・

献

U S FISh・・

WHdIHe1964 ．
Serv・，A

devICeBureau(丸山英―訳，さけと ます 12(19) : 5 〜22) ，44

sponfor Stamina
FiSh・Of

meamQment

WHdHfe，ReS・

Rept「