仕様確認書
提案機器名：※要求仕様の個別の回答については、「仕様を満たす」「機能を有する」等の回答だけではなく、カタログもしくはその他の資料を用いて明確に提示、回答すること。資料の明示が困難である場合は、別

提案者名：

途、担当者と協議すること。
仕様確認書提出日：

対象NO

要求仕様

①-1

作業庫内は陰圧とし、清浄度はISOｸﾗｽ5を満たすこと。

①-2

排気はﾌｨﾙﾀｰを通して100％屋外に排出されること。

①-3

給気及び排気のﾌｨﾙﾀｰは集塵効率0.5㎛粒子にて99.99％以上のHEPAﾌｨﾙﾀｰとすること。

①-4

隔離された無菌調製作業区画（以下、作業庫）を２つ備えていること。

①-5

作業庫内は、幅880mm×奥行630mm×高さ800mm以上とすること。

①-6

作業庫前面に、左右両腕のｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾟｰﾄを備えていること。

①-7

作業庫内には吊り下げﾊﾞｰ及び吊り下げﾌｯｸを備えていること。

①-8

作業庫内にはｺﾝｾﾝﾄを備えていること。

①-9

作業庫内にはｹｰﾌﾞﾙﾎﾟｰﾄを備えていること。

陰圧アイソレーター①-10 作業庫内には廃棄物投入口を備えていること。
①-11 作業庫内の気圧を計測する差圧計を備えていること。
①-12 ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽを備えていること。
①-13 ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ庫内は、幅420mm×奥行630mm×高さ800mm以上とすること。
①-14 ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽにはｽﾗｲﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙを備えていること。
①-15 ﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ庫内の気圧を計測する差圧計を備えていること。
①-16 廃棄物ﾎﾞｯｸｽを２つ備えていること。

回答①-17 廃棄物ﾎﾞｯｸｽの投入口は作用庫内に備えていること。
①-18 外形寸法は、幅2400mm×奥行845mm×高さ2100mm以上とすること。
①-19 外装は鋼板製焼付塗装及びｽﾃﾝﾚｽSUS304とすること。
陰圧アイソレーター①-20 作業庫内及びﾊﾟｽﾎﾞｯｸｽ庫内はｽﾃﾝﾚｽSUS304とすること。
①-21 排気ﾀﾞｸﾄ径は250mmとすること。

①-22 排気風量は800CMH以上とすること

②-1

②-2

②-3

②-4

本院が採用している調剤ｼｽﾃﾑとｶｽﾀﾏｲｽﾞの必要がなく連携し、注射ｵｰﾀﾞｰを自動的に入力する機能を保有し、そのﾃﾞｰﾀに基づき、注射薬払出装置を稼働させること。
薬品補充業務の作業効率考慮して、薬品は全て薬品ｶｾｯﾄにﾗﾝﾀﾞﾑに収納されること。また、全ての薬品カセットは薬品ごとに調整が不要な構造であること。
患者ﾄﾚｰは、B4ﾄﾚｰ内を小分けﾄﾚｰで4分割したものを採用していること。
注射薬の払い出しは、ﾄﾚｰ4分割方式とし、4分割された患者ﾄﾚｰの分割部に、施用単位又はRp単位に注射薬と輸液ﾗﾍﾞﾙが自動投入されること。また、注射箋もﾄﾚｰ内に自動投入されること。

②-5

薬品種、処方本数、処方区分等により、紙薬袋をトレーに印字投入できること。

②-6

薬品種、処方本数等により、施用単位またはRp単位を分割ﾄﾚｰに自動投入できること。

②-7

注射薬払出装置で使用するﾄﾚｰは、A4ｻｲｽﾞの注射箋が折らずに投入できること。

②-8

使用するﾄﾚｰは、深型・ﾐﾄﾞﾙ型・浅型の３種の深さからいずれか1種類を使用できること。

②-9

ﾄﾚｰ表示器は、視認性の高い電子ﾍﾟｰﾊﾟｰを採用すること。

注射払出装置②-10 ﾄﾚｰ表示器は、経済性を考慮して5年以上電池交換不要であること。

②-11 ﾄﾚｰ表示器は、個人情報保護を考慮してﾘﾓｺﾝで表示内容を消せること。

②-12

②-13

注射薬、注射箋、ﾗﾍﾞﾙが欠品した場合や完了ﾄﾚｰが満杯になった場合、画面表示及び音で知らせること。
注射薬払出装置の全ﾕﾆｯﾄは背面を開けることなく、正面からﾒﾝﾃﾅﾝｽが完結することにより壁付け設置ができること。また部屋の中央などにも多彩な設置ができること。

②-14 処理速度は、1時間あたり300から400分割程度であること。

②-15 装置に電源を供給できない状況でも、薬品を取り出せること。

②-16

各装置にて薬品及び消耗品欠品や装置ｴﾗｰが発生した際には、対象箇所、薬品名称を音声にて通知すること。

②-17 お知らせの音声は、作業効率を考慮し１ﾗｲﾝごとに男性音声、女性音声の選択ができること。

②-18 非常停止ﾎﾞﾀﾝが備わっていること。

②-19

使用するﾄﾚｰは輸液の収納に優れ、またﾄﾚｰ保管の省ｽﾍﾟｰｽ化にも配慮している寸法である内寸W249mm
×D349mm×H98mm以上であること。

②-20 使用するトレーは、作業効率を考慮して、重ねて積めること。

②-21 注射薬払出装置で使用するﾄﾚｰは、搬送ｶｰﾄに収納できること。

②-22 今回導入する注射薬払出装置と既存調剤ｼｽﾃﾑは薬品管理徹底のため、ﾏｽﾀｰ一元管理ができること。

②-23 注射薬払出装置は省ｽﾍﾟｰｽ化に貢献するため、奥行き1000mm以内であること。

注射払出装置②-24

注射薬払出装置は、空ﾄﾚｰ装置1台、ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ装置1台、ｱﾝﾌﾟﾙﾊﾞｲｱﾙ払出装置1台、注射箋プリンター装置1台、完了ﾄﾚｰ装置1台から構成され、本院の希望する払出形態が実現できること。

②-25 注射薬払出装置の機器構成は、上記の構成のものを1式として、総計1式を納入できること。

②-26

②-27

一次側設備・施設建築物・床の補強・電源設備等は本院が用意するので、これらの詳細に関しては本院に問合わせること。
装置の設置にあたり、一次側設備・施設建築物・床の補強・電源設備等以外の、電源タップ・配線・配管等を必要とする場合は、納入業者の負担で用意すること。

②-28 制御PCの台数は1台であること。

②-29

薬品払出時にGS1ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ及び使用期限を自動で読み取る機能があり、間違った薬品が充填されている場合や使用期限が切れている薬品があった場合にﾜｰﾆﾝｸﾞを出せること。

②-30 1装置に最大144種類の薬品を収納できること。

②-31

装置前面にﾀｯﾁﾓﾆﾀｰがあり、薬品切れや各種ｴﾗｰの表示および薬品補充操作や装置内薬品在庫量確認などの情報を表示できること。
装置内薬品充填効率の観点から薬品ｶｾｯﾄは薬品の大きさによってMｻｲｽﾞｶｾｯﾄ・Lｻｲｽﾞｶｾｯﾄの2種類に保管②-32 できること。/Mｻｲｽﾞｶｾｯﾄ：φ10mm～φ26mm／72ｶｾｯﾄ以上/Lｻｲｽﾞｶｾｯﾄ： φ10mm～φ40mm／72ｶｾｯ
ﾄ以上
②-33

薬品カセットの適応薬品は以下のとおりであること。/1～20mlアンプル/20mlプラスチックアンプル/
φ40mm以下のバイアル

②-34 払出量に応じて、同一薬品を複数カセットに収納できること。

②-35 薬品ｶｾｯﾄは補充の効率を重視した開閉蓋がない構造で、ｶｾｯﾄ上部から直接補充できること。

②-36 薬品補充のしにくさや薬品破損の要因になるﾊﾞﾈはｶｾｯﾄ内に使用していないこと。

②-37 薬品補充時の入れ間違いを防止するﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾁｪｯｸｼｽﾃﾑがあること。

②-38 ｱﾝﾌﾟﾙﾊﾞｲｱﾙ払出装置は、1000本／1時間程度の処理能力であること。

②-39 薬品ｶｾｯﾄの配置換えは、部品の交換をすることなく薬品カセットの移動のみで実現できること。

②-40 薬品棚部にはLEDがあり、薬品の欠品や庫内在庫が少ない薬品を点灯・点滅でお知らせできること。

②-41 装置に電源を供給できない状況でも、薬品を取り出せること。

②-42

返納薬品の自動仕分け機能があり、薬品の自動仕分け用ｶｾｯﾄとして40ｶｾｯﾄ以上を返納仕分けｶｾｯﾄに割り当てできること。

②-43 自動で仕分けした返納薬品から優先的に払出しを行う機能があること。
注射払出装置②-44 返納薬品の自動仕分け時に使用期限ﾁｪｯｸができること。

②-45

②-46

返納薬品の自動仕分け時に、使用期限が切れている薬品やﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読取りが出来なかった薬品は、専用の保管ｴﾘｱに自動で仕分けられること。
返納薬品の自動仕分け中にｵｰﾀﾞｰを受信した場合には、薬品払出しを優先する割り込み処理機能があること。

②-47 重量計測方式を用いて、装置内薬品の在庫量を自動カウントする機能があること。

②-48 ﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑで注射箋を掴むことにより、ﾄﾚｰへ正確に投入できること。

②-49 最大A4ｻｲｽﾞ以上の注射箋を印字できること。
注射箋には、以下の項目を適切な位置にﾚｲｱｳﾄでき印刷できること。
●ｵｰﾀﾞｰ情報内の患者番号/●患者氏名/●病棟名称/●診療名称●生年月日/●年齢/●性別/●医師名/●薬品名称/●保存区分(冷所、暗所等)②-50 ●薬品区分(輸液、毒薬、劇薬等)/●施用量/●施用単位/●手技/●投与経路●施用回数/●投与スピード/●ｺﾒﾝﾄ/●処方区分/●至急区分●ｵｰﾀﾞｰ番号など②-51 投薬確認に使用する患者ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞと整合性がとれるﾊﾞｰｺｰﾄﾞを印字できること。

②-52 注射箋は薬剤部用と病棟用の2部が印字できること。

②-53 緊急処方時は外部に設置したﾌﾟﾘﾝﾀｰでも同様な注射箋が印字できること。

②-54 注射箋ﾌﾙｶﾗｰ印字でき、Windowsで使用するﾌｫﾝﾄが使えること。

②-55 長寿命を考慮して、1ﾕﾆｯﾄ内に2台のｶﾗ-ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰを搭載していること。

②-56

2台のﾌﾟﾘﾝﾀｰを搭載していることにより、一方にﾄﾗﾌﾞﾙが発生しても2台稼動時と同様に払い出せること。

②-57 輸液ﾗﾍﾞﾙは施用単位ごとに発行でき、B4ﾄﾚｰ内の各小分けﾄﾚｰに輸液ﾗﾍﾞﾙを自動投入できること。

②-58

輸液ﾗﾍﾞﾙは投入位置が定まらない自然落下方式ではなく、輸液ﾗﾍﾞﾙを掴んで正確に投入できるﾛﾎﾞｯﾄｱｰﾑを搭載していること。

②-59 ﾗﾍﾞﾙ送り機構は静電気の発生を伴う自然落下ではなくﾓｰﾀｰ制御であること。
ﾗﾍﾞﾙには、以下の項目を適切な位置にﾚｲｱｳﾄでき印刷できること。
●ｵｰﾀﾞｰ情報内の患者番号/●患者氏名/●病棟名称/●診療名称●生年月日/●年齢/●性別/●医師名/●薬品名称/●保存区分（冷所、暗所等）②-60 ●薬品区分（輸液、毒薬、劇薬等）/●施用量/●施用単位/●手技●投与経路/●施用回数/●投与ｽﾋﾟｰﾄﾞ/●ｺﾒﾝﾄ/●処方区分/●至急区分

注射払出装置●ｵｰﾀﾞｰ番号など②-61 投薬確認に使用する患者ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ等と整合性がとれるﾊﾞｰｺｰﾄﾞを印字できること。

②-62 緊急処方時は外部に設置したﾌﾟﾘﾝﾀｰでも同様なﾗﾍﾞﾙが印字できること。

②-63 ﾗﾍﾞﾙへの印字はWindowsで使用するﾌｫﾝﾄが使えること。

②-64 ﾗﾍﾞﾙには注意書き情報が印字できること。(例えば配合変化が懸念される処方の場合)②-65 長寿命を考慮して、1ﾕﾆｯﾄ内に2台のﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰを搭載していること。

②-66

②-67

2台のﾌﾟﾘﾝﾀｰを搭載していることにより、一方にﾄﾗﾌﾞﾙが発生しても2台稼動時と同様に払い出せること。
空ﾄﾚｰ装置は、ｱﾝﾌﾟﾙ・ﾊﾞｲｱﾙ等を払い出すﾄﾚｰをまとめて積載でき、払い出し時に自動でﾄﾚｰ供給できること。

②-68 深型ﾄﾚｰは、1ﾕﾆｯﾄで20個以上のﾄﾚｰを収納できること。

②-69 ﾄﾚｰを積載した専用ﾄﾚｰ台車を自動で引き込み、本装置内にｾｯﾄできること。

②-70 最大8ﾕﾆｯﾄまで増設ができること。

②-71 ﾄﾚｰ台車は、効率化の為重ねた20個以上のﾄﾚｰを一度に充填できること。

②-72 ﾄﾚｰ充填を効率化するため、ﾄﾚｰ台車は外部に予備で用意できること。

②-73 ﾄﾚｰ台車が取り外されている状態でも、払出処理を継続する機能があること。

②-74 ｴﾗｰ発生時やﾄﾚｰ補充時には、文字や音声で内容をお知らせできること。

②-75 ﾄﾚｰを積み重ねて保管できること。

②-76 ﾄﾚｰを積んだ状態で移動できること。

②-77 ﾄﾚｰ台車はﾄﾚｰを積んでいない時は複数台をｽﾀｯｷﾝｸﾞ保管できること。

②-78 ﾄﾚｰ台車は、ﾄﾚｰをまとめて積載し、空ﾄﾚｰ装置内にｾｯﾄできること。

②-79 1ﾕﾆｯﾄは26個以上のﾄﾚｰを収納できること。
注射払出装置②-80 最大8ﾕﾆｯﾄまで増設ができること。

②-81 ﾄﾚｰ脱着装置は、効率化のため重ねた13個以上のﾄﾚｰを一度に取り出せること。

②-82 間断ない薬品払い出しのため、13個以上のﾄﾚｰをﾄﾚｰ脱着装置で一度に取り出せること。

②-83 ﾄﾚｰ取り出しｶｰﾄが取り外されている状態でも、払出処理を継続する機能があること。

②-84 ｴﾗｰ発生時やﾄﾚｰ補充時には、文字や音声で内容をお知らせできること。

②-85 ﾄﾚｰ表示器は、視認性の高い電子ﾍﾟｰﾊﾟｰを採用すること。

②-86 ﾄﾚｰ表示器は、経済性を考慮して5年以上電池交換不要であること。

②-87 ﾄﾚｰ表示器は、1つの画面で2つの表示ﾃﾞｰﾀを持てること。

②-88 ﾄﾚｰ表示器は、個人情報保護を考慮してﾘﾓｺﾝで表示内容を消せること。

②-89 小分けﾄﾚｰは、B4注射ﾄﾚｰ内に最大４個セットできること。

②-90 小分けﾄﾚｰ数量は、2960個以上とすること。

②-91 小分けﾄﾚｰは作業効率を考慮して重ねることができ、仕切り版を使用しないこと。

②-92 ﾎｺﾘ付着防止を考慮して、小分けﾄﾚｰの材質は持続性静電防止樹脂製であること。

②-93 ﾄﾚｰ表示器の個体ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを認識し，表示情報を送信できる機能を有すること。
②-94

ﾄﾚｰ表示器に対して個体を識別できるよう，本院が指定する以下の情報を送信できること。
●患者名/●施用日/●病棟名/●処方区分/●保管区分など
1 ﾄﾚｰ表示器は、ﾄﾚｰ側面にトレー個体を識別できるよう、本院の希望する以下の情報が表示できるこ②-95 と。
●患者名/●施用日/●病棟名/●処方区分など②-96 ﾄﾚｰ表示器は、視認性の高い電子ﾍﾟｰﾊﾟｰを採用すること。

②-97 ﾄﾚｰ表示器は、経済性を考慮して７年以上電池交換不要であること。
注射払出装置②-98 ﾄﾚｰ表示器は、1つの画面で2つの表示ﾃﾞｰﾀを持てること。

②-99 ﾄﾚｰ表示器は、個人情報保護を考慮してﾘﾓｺﾝで表示内容を消せること。

②-100 ﾄﾚｰ表示器数量は、740個以上とすること。

②-101

②-102

ﾄﾚｰ表示器の表示内容をあらかじめ数種類登録することにより、ﾄﾚｰ表示器ﾘﾓｺﾝでその表示を切り替えられること。
患者の個人情報保護のため、人目に触れる搬送時などはﾄﾚｰ表示器ﾘﾓｺﾝで一時的にﾄﾚｰ表示画面を無地に切り替えられること。

②-103 「冷所」などの任意文字をﾄﾚｰ表示器ﾘﾓｺﾝにいくつか登録できること。

②-104 払出し時に書き込まれた表示画面から、ﾜﾝﾎﾞﾀﾝ操作でﾘﾓｺﾝ登録画面へ切り替えられること。

②-105

ﾄﾚｰ表示器ﾘﾓｺﾝは、単一ﾄﾚｰの表示切替、ｶｰﾄ全体ﾄﾚｰの表示切替を行え、ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ型とﾜｲﾄﾞ型から選択できること。

1 集塵機付散薬台（天袋付き）

錠剤台(天袋付き）③-1

外寸は幅1800mm×奥行600mm、高さを2400mm以内とすること。

③-2

集塵効率は0.3μ粒子で95%とすること。

③-3

消費電力は最大値を1.5A以下とすること。

③-4

100Vｺﾝｾﾝﾄを1個以上有すること。

③-5

作業天板には既存散剤監査ｼｽﾃﾑの設置ができる機能を有すること。

③-6

散剤瓶を収納する上棚部棚板は3列以上を有すること。

③-7

散剤瓶を収納する上棚部棚板は高さ調整機能を有すること。

③-8

下台の上列は全て鍵付き引出式とすること。

③-9

天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。

④-1

外寸は幅1800mm×奥行600mm、高さを2400mm以内とすること。

④-2

錠剤上棚の収納ｹｰｽは144種以上とすること。

④-3

錠剤上棚の収納ｹｰｽは6種以上のｻｲｽﾞを選択、混載設置できる機能を有すること。

④-4

下台の上列は全て鍵付き引出式とすること。

④-5

天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。

⑤-1

外寸は幅1800mm×奥行600mm、高さを2400mm以内とすること。

⑤-2

漢方薬上棚の収納ｹｰｽは50以上とすること。

⑤-3

下台の上列は全て鍵付き引出式とすること。

⑤-4

天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。

⑥-1

外寸は幅900mm×奥行600mm、高さを2400mm以内とすること。

漢方薬台上棚特注（天袋付き）

外用台（天袋付き）⑥-2

外用上棚の収納ｹｰｽは108種以上とすること。

⑥-3

外用上棚の収納ｹｰｽは6種以上のｻｲｽﾞを選択、混載設置できる機能を有すること。

⑥-4

下台の上列は全て鍵付き引出式とすること。

⑥-5

天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。

⑦-1

外寸は幅1200mm×奥行600mm、高さを2400mm以内とすること。

⑦-2

軟膏上棚の収納ｹｰｽは144種以上とすること。

⑦-3

外用上棚の収納ｹｰｽは6種以上のｻｲｽﾞを選択、混載設置できる機能を有すること。

⑦-4

下台の上列は全て鍵付き引出式とすること。

⑦-5

下台の引出は16個以上とすること。

⑦-6

天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。

⑧-1

本院が採用している調剤ｼｽﾃﾑとｶｽﾀﾏｲｽﾞの必要がなく接続できる機能を有すること。

軟膏台(天袋付き)⑧-2

本院が採用している電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑにてｵｰﾀﾞｰされた調剤ﾃﾞｰﾀを基に、当院薬品払出内規に応じて自動解析を行い、処方箋、薬袋、医薬品情報提供書、鑑別報告書、各種集計表等を発行する機能を有すること。

⑧-3

薬袋を6種類以上実装できる機能を有すること。

⑧-4

現在使用している薬袋を引き続き使用できること。

⑧-5

A6ｻｲｽﾞ薬袋、角底薬袋に対応していること。

⑧-6

ﾌﾙｶﾗｰで35枚/分以上の印刷性能を有すること。

薬袋印字装置薬袋印字装置⑧-7

印刷方式はﾚｰｻﾞｰ方式とし、解像度は4,800dpi相当×1,200dpi、9,600dpi相当×600dpi以上の性能を有すること。

⑨-1

⑨-2

本院が採用している調剤ｼｽﾃﾑとｶｽﾀﾏｲｽﾞの必要がなく接続できる機能を有すること。
本院電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑにてｵｰﾀﾞｰされた調剤ﾃﾞｰﾀを基に、当院薬品払出内規に応じて自動解析を行い、おくすり手帳、注射ﾗﾍﾞﾙ、患者ﾗﾍﾞﾙ等を発行する機能を有すること。

⑨-3

注射ﾗﾍﾞﾙを発行する際には実施ﾁｪｯｸに必要なﾊﾞｰｺｰﾄﾞを印刷できる機能を有すること。

⑨-4

現在使用しているﾗﾍﾞﾙを引き続き使用できること。

⑨-5

印刷方式は感熱、熱転写方式の兼用とし、解像度は305dpi（12dot/mm）以上の性能を有すること。

⑨-6

LAN接続ﾎﾟｰﾄ、ﾗﾍﾞﾙの長さを情報量に応じて自動でｶｯﾄする機能を有すること。

⑩-1

無菌製剤用のｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁであること。

⑩-2

清浄度については、ISOｸﾗｽ5を満たす性能を有すること。

⑩-3

気流の方式は垂直層流式とすること。

⑩-4

庫内の高さ寸法は、850mm以上とすること。

⑩-5

外形寸法は、幅1900mm×奥行800mm±30mm以内とすること。

⑩-6

庫内の高さ寸法は、850mm以上とすること。

⑩-7

照明灯を備えていること。

⑩-8

殺菌灯を備えていること。

⑩-9

庫内に機器類（照明灯、殺菌灯、風速センサーなど）が突出していない構造とすること。

注射ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ

ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ

⑩-10 作業庫内にﾊﾝｶﾞｰﾊﾞｲﾌﾞ、ﾊﾝｶﾞｰﾌｯｸを備えていること。

⑩-11 処理風量は、27.0m3/min以上とすること。

⑪-1

麻薬金庫

外寸は幅950mm×奥行775mm、高さを1900mm以内とすること。

麻薬金庫

⑪-2

内容積は550ℓ以上とすること。

⑪-3

2時間耐火、TS-15に対応すること。

⑪-4

施錠は電子ﾛｯｸ式とすること。

⑪-5

棚板は3枚以上とし、高さ調整ができること。

⑫-1

注射ｶｰﾄの台数は14床用を4台、21床用を12台、48床用を12台とすること。

⑫-2

注射薬搬送ｶｰﾄは本院で使用する注射薬自動払出装置用のﾄﾚｰ収納できること。

⑫-3

注射薬搬送ｶｰﾄ本体は軽量で堅牢なｱﾙﾐﾆｳﾑ製であること。

⑫-4

注射薬ｶｰﾄ

注射薬搬送ｶｰﾄは多少の床の凹凸は容易に乗り越えられるよう、ｷｬｽﾀｰの車輪径は直径120mm以上であること。またｷｬｽﾀｰはｽﾄｯﾊﾟｰ付であること。

⑫-5

注射薬搬送ｶｰﾄからﾄﾚｰを引き出す際、誤ってトレーが落下しないよう脱落防止機構が付いていること。

⑫-6

注射薬搬送ｶｰﾄで使用するﾄﾚｰは作業効率を考慮して注射薬搬送ｶｰﾄ外で重ねて積めること。

⑫-7

ｾｷｭﾘﾃｨ対策のｼｬｯﾀｰと鍵が付いていること。

⑫-8

注射薬搬送ｶｰﾄに搭載するﾄﾚｰは内寸W249mm×D349mm×H96mm以上のﾄﾚｰであること。

⑫-9

本体収納部はｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙを有し、どの位置にもﾄﾚｰの差込ができること。

⑫-10 注射薬ﾄﾚｰは注射払出装置、注射薬搬送ｶｰﾄにｾｯﾄできること。

⑫-11 注射薬ﾄﾚｰは重量が780g以下であること。

⑫-12 注射薬ﾄﾚｰは内部を4分割するために4個の注射払出装置専用小分けﾄﾚｰを収納できること。

⑫-13 注射薬ﾄﾚｰ作業効率を考慮して積み重ねができること。

⑫-14

注射薬ﾄﾚｰの材質は軽量かつ耐薬品性能・耐防塵性能・撥水性に優れた持続性帯電防止特殊樹脂とすること。

⑫-15 注射薬ﾄﾚｰ側面に、注射払出装置で書き換えが可能なﾄﾚｰ表示器を取り付けられること。

⑫-16 ﾄﾚｰ表示器は工具無しで取り外しができること。

注射薬ｶｰﾄ⑫-17
注射薬ｶｰﾄ⑫-18

収納ﾓｼﾞｭｰﾙは国際標準規格（ISO3394のﾊｰﾌｻｲｽﾞの300mm×400mm）ﾄﾚｰとし、色はﾋﾟﾝｸ・ﾌﾞﾙｰ・ﾆｭｰﾄﾗ
ﾙから選択できること。
B4ﾄﾚｰ内に同色の小分けﾄﾚｰを組み合わせると小分けﾄﾚｰの欠落を見落とす恐れがあり、その視認性を高めるためB4ﾄﾚｰと小分けﾄﾚｰは別の色の組み合わせができること。
ﾄﾚｰ側面には、ﾄﾚｰ個体を識別できるよう、本院の希望する以下の情報が表示できるﾄﾚｰ表示器(電子式の⑫-19 情報表示器)が搭載されること。
●患者名/●施用日/●病棟名/●処方区分など

錠剤台(天袋付き）⑬-1

外寸は幅1500mm×奥行600mm、高さを2400mm以内とすること。

⑬-2

洗い物をする流し水槽と水剤を調剤する水槽が分かれていること。

⑬-3

右側を流し水槽、左側を水剤用水槽とすること。

⑬-4

水剤用水槽には圧力弁を有すること。

⑬-5天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。

⑬-6

ﾒｰﾄﾙｸﾞﾗｽをｸﾘｯﾌﾟ等を使用し、逆さに収納できる機能を有すること。

⑬-7

上棚は水剤を収納できる機能を有すること。

⑬-8

上棚の棚板は3段以上を有し、高さ調整ができること。

⑬-9

天袋は本体にﾎﾞﾙﾄ等で固定され、前面には扉が付いていること。