Simply Reliable

最大12チャンネル（6台）
までの複数台同期運転でマルチCHが可能
パルスのデューティー設定0％〜100％可能
チャンネル間の信号グランドをアイソレーション

AFG-303Xシリーズ
1CH/2CH 任意波形ファンクションジェネレータ

2チャンネルモデル

30MHz AFG-3032 \ 286,000
20MHz AFG-3022 \ 230,000

1チャンネルモデル

30MHz AFG-3031 \ 186,000

特徴●

周波数範囲：1uHz〜20MHzまたは30MHz、最大出力電圧20Vpp（開放時）、1 CH/2CH●

任意波形：最高サンプルレート250MS/s（最高繰り返しレート125MHｚ）、分解能16ビット、メモリ長8Mポイント●

入力/出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレート。2CHモデルは、CH間もアイソレート。最大±42Vpk●

複数台の同期運転が可能：パラレル接続（最大6台）、デイジーチェーン接続（最大4台）の同期運転が可能●

最高8次までの高調波信号出力●

パルス：立上がり/立下り時間を別々に設定可能で最高9.32ns※のパルスエッジ時間制御が可能
デューティーの拡張モードで、0％〜100％で設定可能●

方形波：<8nsの立上がり/立下り時間●

AM/FM/PM/FSK/PWM/SUM変調●

周波数/振幅スイープ●

トリガバースト/Nサイクル：標準波形、任意波形、スイープを内部/外部/マニュアルトリガで制御可能
インターフェース：USBホスト/デバイス、LAN、GPIB (オプション：OPT01-GP-AFG3000 ￥28,800)●

2チャンネルモデル

SUM変調、周波数/振幅カップリング、トラッキングとCH間位相制御をサポート※：設定周波数により設定可能範囲が変わります。

AFG-303Xシリーズは、入力/出力端子の信号GNDをアイソレートした任
豊富な基本波形（正弦波、方形波、パルスなど）やトリガバースト/NサイA.

パルスのデューティー設定0％～100％可能

2チャンネルの信号位相設定

B.

2CHモデルは、正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波（ノイズ波形、DC電圧と任意波形を除く）で2チャンネル間の信号位相を制御できます。
位相は、-180.0度〜180.0度まで0.1度単位で設定できます。

パルスのデューティー設定範囲は、通常0.0170％〜99.9830％※です。
拡張モードは、0.0000％〜100.0000％の範囲で設定可能となります。

注意：Dutyが0.1700％未満または99.830％以上を設定した場合、パルスの立ち上がり/立下り時間により振幅が制限されます。

C.

両チャンネル共にパルスに設定し、30度位相をずらした波形。

最高9.32nsの立ち上がり/立下りエッジ時間設定可能なパスル

AFG-303Xシリーズは、パルス幅、デューティー比、立ち上がりエッジ時間、立下りエッジ時間、エッジ時間をそれぞれ設定できます。
立ち上がりエッジ時間および立下りエッジ時間を最高9.32ns※に設定が可能です。また、立ち上がりエッジと立下りエッジ時間が別々に設定できるので周期台形波形も簡単に設定可能です。
90％

立ち上がり/立下りエッジ時間は、パルスエッジの10％-90％間の時間です。
設定範囲は、周波数設定に依存します。

50％

90％
パルス幅

立ち下がりエッジ時間

立下り時間

基本波形と最高サンプルレート250MS/s、振幅16ビット、波形8メガポイント任意波形

AFG-303Xシリーズは、基本波形として正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、ノイズ、高調波、DC出力と任意波形をサポートしで複雑な波形も再現可能です。
任意波形：
最高サンプルレート：250MS/s
最高繰り返し：120MHz
振幅：16ビット
メモリ：8Mポイント

E.

立ち上がり
エッジ時間

10％
立ち上がり時間

D.

50％

10％

正弦波

方形波

ランプ波

ノイズ

三角波

パルス

高調波

DC

最大12チャンネル（6台）までの多チャンネル同期運転が可能

AFG-303Xシリーズは、背面パネルのリファレンス入力/出力端子を使用して最大6台（2CHモデルAFG-3032/3022なら12チャンネル）までのマルチチャンネル同期運転が可能です。同期運転には、デイジーチェーン方式とパラレル接続の2つの方法があります。同期は、各チャンネル毎に設定できます
ので全チャンネルを同期させることも、同期から独立したチャンネルも設定可能です。デイジーチェーン接続は最大4台まで、パラレル接続は最大6台まで接続できます。接続方式の選択は、同期させたい台数と同期クロックの伝搬時間で決定します。

パラレル接続リファレンス出力端子（REF OUT）とリファレンス入力端子（REF IN）を50ΩのBNCケーブル（RG-58A/ U）とT型BNCコネクタを使用して同期位相運転を行い6台まで接続します。

デイジーチェーン方式

リファレンス出力端子（REF OUT）とリファレンス入力端子（REF
IN）を、50ΩのBNCケーブル（RG-58A/ U）で接続し4台まで同期位相運転を行います。

T分配器
T分配機
BNC
BNC
BNC
EXT REF
使用する場合

BNC

OUT

BNC

OUT

BNC

OUT

OUT

REF
10MHz

REF
10MHz

REF
10MHz

REF
10MHz

IN

IN

IN

IN

42V
MAX

42V
MAX

42V
MAX

42V
MAX

Slave＃1

Slave ＃2

Slave＃N

Master

最大遅延(ns) = (N-1) x 6 ±25ns

F.

EXT REF
必要な場合

BNC
50Ω終端器

N：接続台数(2~6)

OUT

REF
REF
10MHz

BNC

OUT

REF
10MHz

BNC

OUT

REF
10MHz

BNC
REF
10MHz

IN

IN

IN

IN

42V
MAX

42V
MAX

42V
MAX

42V
MAX

MasterSlave＃1

Slave＃2OUT

Slave＃3

ディジーチェインの最大遅延時間：最大遅延(ns)= 39+(N-2) x 39 ±25nS
N：接続台数（2~4）

入出力端子の信号グランドをシャーシからアイソレート

メイン信号出力、リファレンス出力（10MHz）、同期信号出力（1CHモデルのみ）、変調入力/出力の信号グランドは、本体シャーシからアイソレートされています。
また2チャンネルモデルはCH1とCH2の信号グランドもアイソレートされています。
これらの出力/入力端子は、アースグランドから最大±42Vpk（DC+ ACピーク）まで大地アースから分離して使用できるのでフローティングされた回路の動作試験用信号としてアースの問題を考慮する必要がなく使用することができます。

+42Vp
VOUT=20Vpp
GND
VOUT=-20Vpp-42Vp

Voﬀset=+32V
Voﬀset =-32V

任意波形ファンクションジェネレータです。
イクルや最大6台までの同期運転など多彩な信号出力が可能です。
2チャンネルモデル
4321556981213798131612⑩ トリガ & 変調入力
⑪ リファレンス入力/出力⑫ 冷却ファン
⑬ GPIB（オプション）⑭ LAN⑮ USB デバイスポート⑯ メイン電源スイッチ⑰ AC電源インレット

161111171710G.

432167① TFT 液晶ディスプレイ
② 数値キー③ スクロールノブ&選択キー④ 電源スイッチ⑤ 出力端子⑥ メイン波形出力ボタン⑦ ファンクションキー⑧ 操作キー⑨ USBホストポート

1チャンネルモデル

1410151415高調波信号

高調波信号は、基本波（正弦波）に対して最大8次までの高調波を加算した信号を生成できます。
各高調波の振幅と位相を選択し加算できます。
例：スイッチング電源の高調波信号をシミュレート。
EMI電源フィルタの特性試験等に使用できます。

H.

トリガ/バースト・Nサイクル機能

AFG-303Xシリーズは、各CHに独立して外部トリガ入力端子を装備しています。トリガバースト機能は、正弦波、方形波、パルス波、三角波、ランプ波、任意波形とスイープ機能で使用できます。バースト機能は、出力波形のサイクル数を指定するNサイクルとゲートパルスに合わせて出力するゲー
トトリガが選択できます。位相角、持続時間、周波数、連続（無限）波形が選択可能です。外部信号を背面パネルのCH1/CH2のトリガ入力に入力する
バーストゲート
バーストNサイクル：
ことで外部機器を連動した信号出力が可能です。
バーストNサイクル設定画面
サイクル数、位相、周期、トリガ（ソース、遅延時間）などを設定します。

N サイクル＝7

外部トリガ信号外部トリガの立ち上がりでパルス（1kHz、Duty10％）を7サイクル出力I.

外部トリガ信号外部トリ（100Hz）の正極性でパルス（1kHz、Duty10％）を出力

スイープ機能スイープ機能は、周波数と振幅スイープ機能があり、それぞれ直線/対数、一方向（のこぎり波）/2方向（三角形）、連続/シングルトリガ/ゲートトリガの出力モードがあり、様々なアプリケーションに対応可能です。周波数スイープは、フィルタと低周波増幅器等の電子部品の周波数応答の試験を行います。振幅スイープは、振動試験（振動試験機が必要）用の信号源や様々な材料、低周波増幅器の直線性試験のエージング試験に使用できます。

J.

2チャンネルモデルのCH連動機能

AFG-3032/3022は、個別チャネルを別々に設定するほかに２チャネル連動させる周波数カップリング（オフセット/レシオ）、振幅カップリングとトラッキングが設定できます。

● 周波数オフセット：2つのチャンネルのオフセット周波数分だけずれた状態で連動します。その他の設定は個別で動作。

● 周波数レシオ：2つのチャンネルの周波数をレシオ（比率）分だけずれた状態で連動します。その他の設定は個別で動作。

トラッキング● 振幅カップリング：2つのチャンネルの振幅値が同じ値で連動します。その他の設定は個別で動作。
周波数カップリングと振幅カップリングは同時に機能します。

● トラッキング機能：片方のチャンネルを操作すると他方のチャンネルが同じ設定で連動し全ての設定が同じになります。
Invertは、信号位相を180度反転して連動させます。

インバート

仕様は、+20℃～+30℃で少なくとも30分以上エージングした条件です。また、特に記載のない限り、仕様は50Ωの負荷抵抗の場合に適用されます。
AFG-3031
1
チャンネル数
CH1/CH2出力端子の信号グランドをアイソレーション

AFG-3032
2AFG-3022
2

アイソレートアイソレート

入出力端子の信号グランドをアイソレーション

各チャンネル出力端子、同期出力端子、10MHzリファレンス入力端子、変調入力端子の信号グランド側は、シャーシからアイソレートされています。アイソレートされた端子の最大許容電圧は±42Vpkです。リファレンス入力、トリガ入力端子のグランド側は、シャーシに接続されています。CH1の出力端子、変調入力端子と同期出力端子の信号グランドとCH2の出力端子と変調入力端子の信号グランド側は共通です。

標準波形
任意波形
サンプルレート
最高繰り返しレート
波形メモリ長
振幅分解能
不揮発性メモリ
ユーザー設定出力セクション
トリガ
内蔵任意波形
波形特性
正弦波 / 方形波
パルス
三角波 / ランプ波
分解能

正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、ノイズ（ガウシャン）、高調波、DC電圧

安定度
確度

エージングレート
Tolerance
出力特性 (2)
範囲
確度
振幅

分解能
平坦性
設定単位

DCオフセット 範囲
確度
波形出力
SYNC出力出力インピーダンス
保護
出力レベル
インピーダンス

1µHz～250MS/s、設定分解能1µHz
125MHz、メモリ長の設定による
8Mポイント
16 bits
10メモリ、1メモリ当たり8Mポイント(1)2ポイント～8Mポイントの任意のセクション（出力開始位置とメモリポイント長）
内部 / 外部 / 手動
65種類（Sine, Square, Ramp, Sinc,Pulse, DC, Sin(x)/x, など）
1µHz ～ 30MHz
1µHz ～ 25MHz
1µHz ～ 1MHz
1µHz
±1ppm 0℃～50℃±0.3ppm 18℃～28℃±1ppm/年≦ 1µHz1µHz ～ 20MHz
1µHz ～ 20MHz

1mVpp ～ 10Vpp (50Ω負荷時)
2mVpp～20Vpp (オープン回路)± 設定×1％±1mVpp(at 1kHz /50Ω負荷、正弦波、DCオフセットなし)
0.1mV または4桁
0.1dB <10MHz
0.2dB 10MHz～20MHz
0.2dB 10MHz～30MHz(正弦波、1kHz/50Ω負荷基準
Vpp, Vrms, dBm,±5Vpk ac +dc (50Ω負荷時)±10Vpk ac +dc (オープン回路)
設定の1％ + 2mV+振幅の0.5％50Ωtypical (固定)> 10MΩ (出力オフ時)
短絡保護 過負荷保護リレーで自動的にメイン出力をオフ
TTLレベル, into>1kΩ
50Ω nominal

正弦波特性
高調波ひずみ(5)全高調波ひずみ
スプリアス (非高調波)(5)
位相ノイズ
方形波特性
立ち上がり/立下り時間
オーバーシュート
アシンメトリ–60dBc DC～1MHz, Ampl＜3Vpp–55dBc DC～1MHz, Ampl＞3Vpp–45dBc 1MHz～5MHz, Ampl＞3Vpp–30dBc 5MHz～30MHz, Ampl＞3Vpp< 0.2％+0.1mVrms
DC～20kHz–60dBc DC～1 MHz–50dBc 1MHz～20MHz–50dBc+ 6dBc/octave 1MHz～30MHz＜-110dBc/Hz typical, 15kHz offset, fc = 10MHz,
<8 ns
< 5％
周期の1％+1ns（50％時）
20.0％～80.0％,≦ 25MHz
40.0％～60.0％, 25～30MHz
0.01％+525ps < 2MHz, 0.1％+75ps >2MHz

20.0%～80.0％、≦20MHz
ジッタ
ランプ波特性
直線性＜ ピーク出力×0.1%
シンメトリ可変範囲
0%～100% (0.1% 分解能)
パルス特性
20ns～999,830s, 周期≧パルス幅-0.625 [(立ち上がり時間-0.6ns)+(立下り時間-0.6ns)]
パルス幅
デューティー設定範囲
0.017％～99.983％（6）周期40ns～1,000,000s
立ち上がりと立下り時間設定範囲 9.32ns～799,900s、分解能0.01ns または3桁オーバーシュート<5％
ジッタ
100ppm + 50ps
高調波
高調波の次数≦8次高調波タイプ
Even, Odd, All, User, 全ての高調波で振幅と位相の設定が可能
AM
キャリア波形
正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、任意波形
変調波形
正弦波、方形波、三角波、Up/Dnランプ波
変調周波数2mHz～20kHz
変調度
0％～120.0％
変調ソース
内部 / 外部FM
キャリア波形
正弦波、方形波、三角波、ランプ波
変調波形
正弦波、方形波、三角波、Up/Dnランプ波
変調周波数2mHz～20kHz
ピーク偏移DC～30MHz (分解能1µHz)
DC～20MHz (分解能1µHz）
変調ソース
内部 / 外部PM
キャリア波形
正弦波、三角波、ランプ波
変調波形
正弦波、方形波、三角波、Up/Dnランプ波
位相偏移0°～360°、分解能0.1°
変調周波数
2mHz～20kHz
変調ソース
内部
デューティーサイクル可変範囲

AFG-3031
PWM
キャリア波形変調波形
変調周波数偏移
変調ソース
SUM（加算）変調
キャリア波形
変調波形
レシオ
変調周波数
変調ソース
FSK
キャリア波形
変調波形
内部レート
周波数範囲
ソース掃引

AFG-3032

AFG-3022

方形波
正弦波、方形波、三角波、Up/Dnランプ波
2mHz～20kHz
パルス幅の0％ ～ 100.0％、分解能0.1％
内部 / 外部
正弦波、三角波、ランプ波、パルス、ノイズ
正弦波、方形波、三角波、Up/Dnランプ波
キャリア振幅の0％～100％、分解能0.01％
2mHz～20kHz
内部 / 外部
正弦波、方形波、三角波、ランプ波
デューティー50％ 方形波
2mHz～1MHz
DC～30MHz
DC～30MHz内部 / 外部

DC～20MHz

周波数掃引：正弦波、方形波、三角波、ランプ波
振幅掃引：正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、ノイズ、任意波形タイプ
周波数掃引、振幅掃引
ファンクション
直線（リニア）または対数（ログ）
掃引方向
増加または減少
スタート周波数 / ストップ周波数 設定波形の周波数範囲内の任意の周波数
掃引時間
1ms～500s (1msの分解能)
トリガモードシングル（手動）、外部、内部
トリガソース
内部 / 外部
バースト
波形
正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス、ノイズ
周波数
1µHz～30MHz (4)1µHz～20MHz
バーストカウント
1～1,000,000サイクルまたは無限スタート / ストップ位相-360.0°～+360.0° (0.1°の分解能)
内部周期
1µs～500s
ゲートソース
外部トリガ(パルス波形は、ゲートモードのみ有効)
トリガソース
シングル、外部、内部
トリガ遅延
N-Cycle、無限：0µs～100s (1µsの分解能)
外部変調信号入力
タイプ
AM, FM, PWM
電圧範囲：±5Vフルスケール, 入力インピーダンス:10kΩ, 周波数:DC～20kHz
変調出力 AFG-3031のみ
タイプ
AM, FM, PM, PWM, SUM, 掃引
出力振幅範囲≧ 1Vpp, インピーダンス:> 10kΩ typical
外部トリガ入力
12
入力端子数
2
タイプ
FSK変調、バースト、スイープ、NサイクルARB
入力レベル
TTLレベル
スロープ選択立ち上がりまたは立下りエッジ(選択)パルス幅> 100ns
入力レート
DC～1MHz
入力インピーダンス10kΩ、DC結合
Sweep< 10µs (typical)
Latency
Burst< 100ns (typical)
Sweep
2.5µs
ジッタ
Burst
1ns; except pulse, 300ps
出力電圧:1Vp-p/50Ω, 出力周波数:10MHz, 方形波, 出力インピーダンス:50Ω
10MHz リファレンス信号出力
10MHz リファレンス信号入力
入力電圧:0.5Vpp～5Vpp, 入力インピーダンス:1kΩ、不平衡、ＡＣ結合,入力
グランドアイソレーション
最大42Vpk
位相遅延 (最大)シリーズ接続： 39+(N-2)×39±25ns, パラレル接続：(N-1)×6±25ns(Nは台数）
最大ユニット接続数
シリーズ接続：最大4台, パラレル接続：最大6台
保存/呼出10グループの設定メモリ
インターフェース
USBホスト/デバイス、LAN、GP-IB(オプション)
表示
4.3インチカラーTFT液晶、480×272
一般仕様
電源
AC 100～240V、50～60Hz
50VA
消費電力85VA
85VA
仕様保証温度範囲： 18℃～28℃
動作環境
動作温度範囲： 0℃～40℃
相対湿度：≦ 80％、0℃～40℃, ≦ 70％、35℃～40℃
寸法(WxHxD), 質量
265 （W）×107（H）×374（D）mm, 約 4kg
安全規格/EMCテスト
EN61010-1, IEC-61326, EN 55011
テストケーブル：GTL-110×1本（1CHモデル）, GTL-110×2本（2CHモデル）
付属品
ユーザーマニュアルCD、Quick Start Guide、電源コード(1). 全部で10波形を本体メモリへ記憶することができます。 （保存可能な波形は、1つのメモリへ最大8Mポイン(2). 0℃～28℃の範囲で1℃毎に出力振幅とオフセット仕様の1/10を追加（校正後1年の仕様）(3). エッジ時間は周波数が高くなると減少します。
(4). 25MHzを超えた正弦波と方形波は、無限カウントのみ有効です。
(5).振幅が小さくなると、高調波ひずみとスプリアスノイズは、ノイズフロア-70dBmに制限されます。
(6).周波数設定により設定可能範囲が変わります。
波形

OPT01-GP-AFG3000 ￥28,800
GP-IBカード注意

GTL-110 ￥2,500
BNC-BNC、1m

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれておりません。

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
2018.10.25 JAFG303X1810 (TTCWEB) Printed in Japan.