パワーアナライザ PW3390
POWER ANALYZER PW3390

シーンを選ばず、高確度な電力解析を。

新機能追加

2

高確度と機動性の両立。電力解析の新しい価値
2009 年、コンパクトな筐体に最新の計測技術を搭載し、初代パワーアナライザ 3390 は誕生しました。
どこへでも持ち運べて、電流センサを使ってすぐに高確度な測定ができる、そんな特徴が 3390 ならではの価値です。

私たちはこの価値を大切にし、計測技術を更に磨きあげました。
インバータ出力を正確に測定する「確度と帯域」。
高周波かつ低力率な電力を正確に測定するための「位相補正機能」。
そして、測定シーンを拡大する豊富な「電流センサラインナップ」。

すべては、どんな場面でも正確な電力解析をするために。

3

測定確度と高周波特性を徹底追求

電力解析エンジンが実現する
高速・5 系統同時演算

4 チャネルの電力入力を備え、リーディング誤差 ±0.04%、フルスケール誤差 ±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現しました。パワーエレクトロニクスにおける高効率機器の電力・効率を、より正確に測定します。さらに、200kHz の測定
帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性を実現することにより、高周波かつ低力率な電力も正確に測定することが可能となりました。

500kS/s 高速サンプリング、16bit 高分解能の A/D 変換器で入力波形を正確に捕捉。電力解析エンジンが周期検出 / 広帯域
電力解析 / 高調波解析 / 波形解析 / ノイズ解析の 5 系統全て
を独立でデジタル処理します。高速同時演算処理により、正確な測定と 50ms のデータ更新レートを両立しています。

2

有効電力周波数特性例（150 V - 50 A レンジ）

Shift
入力波形

電力誤差 [% f.s.]

0

アナログ
AAF

A/D 位相変換 補正

ゼロクロスフィルタ

広帯域電力解析-2
デジタル AAF

-4

-6
10

正確な周期検出

高調波解析

電力解析エンジン1001k
周波数 [Hz]

PW3390（力率 0）
PW3390（力率 1）10k

先代機種 3390（力率 0）
先代機種 3390（力率 1）

波形解析

全て同時にデジタル処理。
Δ-Y 変換も高精度に演算

100k

デジタル AAF

ノイズ解析* AAF（アンチエイリアシングフィルタ）：
サンプリング時に発生する折り返し誤差を防止するフィルタ

高確度を徹底追求した電流センサ。高周波、低力率電力も正確に
高確度 貫通タイプ

電流センサの位相補正機能を搭載

確 度と帯 域 と 安 定 性 を極 め た 貫 通 タ イ プ。 広
い使 用温 度範囲で最 大1000A の 大 電 流 を高 確度に測定します。

新 技 術のバーチャルオーバ サンプリング を搭 載。500kS/s、16bit の高分解能を維持したまま、200MS/s 相当の位相補正を実現。電流センサの位相誤差を 0.01°分解能で設定し、補正します。従来は正確な測定が難しかったインバータ出力のスイッ
チング周波数に含まれる高周波かつ低力率な電力も、位相補正機能を使うことで、測定誤差を大幅に低減し測定します。

高確度 クランプタイプ

AC/DC カレントセンサ CT6862-05 の位相特性補正例 ( 代表値 )0-2
位相 [° ]

素早く簡単に結線できるクランプタイプ。広い使用
温 度 範 囲 で 最 大 1000Aの大電流を高確度に測定
します。

2

-4
-6
-8

高確度 直接結線タイプ
新開発の DCCT 方式により、50A 定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現します。

-10

1k

10 k

100 k

周波数 [Hz]位相

位相（位相補正機能使用時）*バーチャルオーバサンプリング：
実際のサンプリング周波数より数百倍高いサンプリング周波数を用いたデスキュー処理を機器内部で仮想的におこなう技術4

研究室でも、フィールドでも活躍
タフな温度環境下で、高確度に測定

フィールドにも高確度測定を持ち運ぶ

恒温室や温度変化の激しいエンジンルームなど、過酷な温度環境下でも高確度に測定します。優れた温度特性と広い使用温度範囲をもつ、高確度貫通タイプと高確度クランプタイプが活躍します。

電力解析エンジンに演算機能を凝縮することで、大幅な小型軽量化を実現。フィールドでも研究室並みの高確度測定を実現します。

50Hz/60Hz ラインは、最大 6000A 測定

外部電源不要のセンサ接続

AC フレキシブルカレントセンサ CT7040 シリーズは、太陽
光パワーコンディショナ出力をはじめとした商用電源ラインを
最大 6000A まで測定できます。込み入った配線や狭い場所、
太いケーブルでも簡単に結線できます。

本体から電流センサに電源供給できるため、外部に電流センサ
用の電源を別途用意する必要がありません。また、接続したセンサを自動認識し、確実かつ迅
速な測定をサポートします。

結線表示と簡易設定ですぐに測定開始
結線図とベクトルを画面で確認しながら結線できます。結線を選んで簡易設定機能を実行するだけで、自動的に最適設定をおこないます。

最大８台（32 チャネル）同期したデータを取得

豊富なインタフェースで外部機器連携

接続ケーブル 9683 で複数台の PW3390 を接続すれば、制御信号と内部時計が同期します。マスタ側の操作で、スレーブに設定された PW3390 の測定タイミングを制御できます。インターバル測定では CF カードや PC に同期した測定データを収集でき、より多系統の同時測定が可能です。

LAN 、USB（通信、メモリ）、CF カード、RS-232C、同期制御、外部制御など、多数のインタフェースを搭載。
D/A 出力 * を使用すれば最大 16 項目を 50ms でアナログ出力します。各チャネルの電圧・電流波形 ** も出力可能です。
60 Hz

D/A 出力の例

PC アプリ

9683 接続での同期項目
・内部時計
・データ更新タイミング
・積算 START/STOP/RESET
・ホールド操作・測定値保存タイミング
・画面コピーPC

・最大 8 台制御
・同時データ収集
・機器間の効率演算

測定波形

波形出力

HUB

接続ケーブル9683

マスタ

インタフェース部LAN

D/A 出力端子

50 ms 更新
アナログ出力スレーブ

スレーブ* PW3390-02、PW3390-03 に搭載** 波形出力時は 500kS/sで出力、正弦波で 20kHz までを忠実に再現できます5

ワンタッチで画面切替、多彩な電力解析
電力解析エンジンにより全ての項目を同時並列演算。ページキーで画面を切り替えるだけで多彩な解析が可能です。

ページキー

ベクトル

選択表示

各高調波次数の電圧 / 電流 / 電力 / 位相角をベクトルグラフと数値で確認できます

項目数 4/ 8/ 16/ 32 の各画面ごと個別に表示項目を選択して、まとめて１画面で確認できます

波形

ノイズ

制作中

4 チャネルの電圧 / 電流波形を、最速 500kS/s、または最長 5 秒間まで表示します。波形データの保存も可能です

電圧と電流の FFT 結果を最高 200kHz までグラフと数値で表示します。インバー
タノイズの周波数解析に最適です

高調波グラフトレンド

電圧 / 電流 / 電力の最大 100 次までの高調波をバーグラフで表示します。選択した次数の数値データも同時に確認できます

最大 8 つの任意の項目を選択し、変動グラフを表示します。グラフは画面コピー
として保存できます。

効率・損失

X-Y グラフ

有効電力値、モータパワー値を用いてインバータ / モータ個々の効率 η[%]/ 損失
Loss[W] や総合効率を 1 台で同時に確認できます

インバータの特性評価やモータのトルクマップの作成に。任意の項目を選択し、
X-Y プロットグラフを表示します6

アプリケーション
インバータの電力変換効率評価
おすすめのポイント
1. 電圧・電流各 4 チャネルの絶縁入力により、インバータの 1 次側・2 次側電力
を同時測定

電源

インバータ

2. RMS 値、MEAN 値、基本波成分など
インバータ２次側解析に重要なパラメー
タを全て同時測定

モータ

3. 電流センサだから結線が簡単
ベクトル図表示で結線確認も確実
4. 電流センサだから、電力測定時のイン
バータによる同相ノイズの影響を軽減

インバータ入出力測定（入力：CH 1/ CH 2、出力：CH 3/ CH 4）

5. インバータ制御の評価で要求される高調波解析に加え、ノイズ成分も同時測定

電圧、電流、電力、力率、± 電力量、ノイズ測定、周波数、
インバータ損失・効率、高調波解析

過渡状態の電力を 50ms 高確度高速演算

全レンジ共通の電流センサ組合せ確度を実現

発 進、加速のモータ挙動をはじめ、過 渡状態の電力を 50
ms 更新で測定。最低 0.5 Hz から、変動する周波数に自動追従して電力を測定します。

貫通タイプ電流センサの高確度品 ( 受注生産品 ) と組合せで、全レンジ共通の組合せ確度を規定します。大電流から微小電流まで、大きく変動する負荷でも、レンジを気にせず高確度測定が可能です。

50 ms 間隔でデータ更新
低周波から高周波まで、周波数が変動しても基本波を自動検出

± 0.5

確度は
レンジ間で
異なる

± 0.65％± 0.25％± 0.16％
0.0

500
50
10
3390 電流レンジ [A]3390 と 9709(500A 定格 ) の組合せ
45 ～ 66Hz、各レンジの f.s. 電 流を測定する場合の確度

PW3390 の場合
電流測定確度 [%]周期を検出して電力演算

電流測定確度 [%]先代機種 3390 の場合

全レンジ±0.145%

± 0.5

0.0

500
50
10
PW3390 電流レンジ [A]PW3390 と 9709-05 高確度品 *(500A 定格・受注生産品 ) の組合せ
45 ～ 66Hz、各レンジの f.s. 電流を測定する場合の確度* 電流センサの高確度品（受注生産品）単体での高確度規定はいたしません。

インバータの高周波ノイズを評価

効率の時間変動を視覚的に把握Ver2.00 より強化したノイズ解析機能は、DC ～ 200kHz のノイズ成分を周波数解析し、上位 10 ポイントの表示・自動保存や、FFT スペクトラムの手動保存ができます。インバータやスイッチング電源により発生するとされる 2kHz ～ 150kHzの伝導ノイズの評価に有効です。

トレンド表示は、効率や周波数など任意の測定項目を、数十秒から半月間までグラフ表示します。測定値が急激に変動する過渡状態も、微小な変動をする定常状態も、変動の様子を視覚的に把握できます。グラフは画面ハードコピーで、数値は自動保存機能で保存できます。

7

EV/HEV インバータモータ解析 / 評価
おすすめのポイント

ロータリ
エンコーダ

バッテリ

インバータ

モータ

トルク
センサ

1. 貫通型電流センサ使用により簡単に結線、かつ高確度に測定
2. RMS 値、MEAN 値、基本波成分など
インバータ２次側解析に重要なパラメー
タを全て同時測定

負荷3. 外部クロックなしで 0.5 Hz 〜 5 kHzの高調波解析に対応
4. モータ解析機能搭載でインバータモー
タの総合評価を実現
インバータ出力測定、モータ出力測定（CH 1/ CH 2/ CH 3 およびモータ解析機能 *）インバータ入力測定（CH 4）

電圧、電流、電力、± 電力量、高調波解析 *、ノイズ測定

電圧、電流、電力、力率、± 電力量、周波数、
インバータ損失、効率、高調波解析、ノイズ測定、
回転数、トルク、すべり、モータパワー* 2 次側に同期させて DC に重畳する
高調波成分を解析可能

モータの電気角測定

5. モータ解析に必要な電圧 , トルク, 回
転数 , 周波数 , すべり , モータパワーを1 台で測定6. インクリメンタル形エンコーダ対応で電気角をより正確に測定*モータ解析には PW3390-03 が必要です。
トルクセンサおよび回転センサは別途ご用意ください（PW3390-03 に搭載）

高効率同期モータの dq 座標系によるベクトル制御に必要な、電気角測定機能を搭載。エンコーダパルスを基準にした、電圧・電流基本波成分の位相角をリアルタイムに測定します。さらに誘起電圧発生時に位相角をゼロ補正することで、誘起電圧位相を基準とした電気角測定が可能です。Ver2.00 より位相ゼロアジャスト値の表示と手動設定を搭載し、任意のゼロアジャスト値で電気角測定が可能になりました。電気角は同期モータの Ld、Lq の算出パラメータとしても利用できます。

ベクトル画面でモータ電気角を表示

モータ解析画面（トルク、回転数、モータパワー、すべり）
CH B にエンコーダの Z 相パルスを入力すると電気角、B 相パルスを入力すると回転方向を測定できます

インバータモータの効率・損失評価

Bluetooth® 無線技術でデータロガーに転送

インバータ入出力の電力とモータ出力を同時に測定すること
で、インバータ/ モータ/ システム全体の効率と損失の評価が可能です。PW3390 で記録された各動作点の測定結果から、MATLAB 上で効率マップや損失マップを得ることが出来ます。
*MATLAB は、Mathworks,Inc. の登録商標です。

PW3390 と デ ー タ ロ ガ ー（LR8410 Link 対 応 品 ） を
Bluetooth ® 無線技術で接続 * すると、PW3390 の測定値 8 項
目をデータロガーに無線送信できます。多チャネルデータロガーで測定する電圧・温度・湿度などの項目に加え、PW3390 の測定値を統合してリアルタイムに観測・記録可能です。

MATLAB による効率マップ表示例
環境温度測定Bluetooth® シリアル
変換アダプタLR8510
デジタルデータを直接送信するため確度悪化なしLR8514

配線不要

ワイヤレスロギングステーション LR8410

PC*接続には弊社推奨のシリアル -Bluetooth 無線技術変換アダプタおよび電源アダプタが必要です。詳しくはお問い合わせください。
®

8

PV 用パワーコンディショナ（PCS）の効率測定
おすすめのポイント

4 条配線

1. 4 チャネル標準搭載。パワーコンディ
ショナの入出力特性を同時測定
2. 電流センサだから大電流でも高確度に測定。ベクトル図表示で結線確認も確
実
3. 系統連系におけるパワーコンディショナ
出力の売電電力量 / 買電電力量も 1 台
で測定

パワーコンディショナ
太陽光パネル

商用電力系統PCS 出力測定（CH 1/ CH 2/ CH 3）

PCS 入力側測定（CH 4）

電圧、電流、電力、力率、周波数、± 電力量、効率、損失、電圧・電流波形、高調波解析、不平衡率、
ひずみ率

電圧、電流、電力、± 電力量、
電圧リプル率、電流リプル率

1000A 以上の大電流測定に

4. 太陽光などの入力変化に素早く反応す
る DC モード積算機能を搭載
5. 太陽光発電用パワーコンディショナ評
価で必要なリプル率 , 効率 , 損失などをすべて 1 台で測定

HIOKI の電流計測ソリューション

50Hz/60Hz なら最大で 6000A、直流なら 2000A まで測定可能なセンサをラインナップ。CT9557 センサユニットを使うと、複数の高確度センサの出力波形を加算して測定可能。多条配線のラインで最大 4000A まで高確度に測定可能です。
青字：高確度センサ
測定対象別
推奨電流センサ

DC 電力

1000A 以下

4000A 以下

黒字：汎用センサ
CT6865-05（AC/DC 1000 A）
貫通タイプ 広帯域・高確度

インバータ２次側電力

CT6846-05（AC/DC 1000 A）
クランプタイプでスムーズに結線

CT6865-05、または CT6846-05
1 条配線

CT77422 条配線

CT9557 + CT6865-05 ×2、または CT9557 + CT6846-05 ×2

4 条配線未満4 条配線-

CT7642

CT9557複数の電流センサの波形を加算-

CT7044/ CT7045/ CT7046

CT7742（AC/DC 2000 A）
ゼロずれせずに DC を安定して測定-

CT9557 + CT6865-05 ×4、または CT9557 + CT6846-05 ×4

6000A 以下-

CT7044/ CT7045/ CT7046

CT7642（AC/DC 2000 A）
CT7742 よりも広い周波数特性-

CT7044/ CT7045/ CT7046（AC 6000 A）
フレキシブルで狭い隙間も簡単に結線

電圧周波数測定基本確度 ±0.01Hz*

PCS 固有の項目に対応
効率、損失、DC リプル率、三相不平衡率など、PCS に必要なパラメータを同時に表示します。必要な測定項目が一目でわかり、試験効率が向上します。入力と出力の測定同期ソースを一致させることで、出力側 AC に同期した DC 電力測定や、安定した効率測定ができます。

PCS の各種試験に必要な周波数測定を業界トップクラスの確度、安定度で実現しました。各種パラメータと同時に、周波数を最大 4 チャネル同時に高確度測定できます。

DC 電力（パネル出力）
三相電力（PCS 出力）
変換効率
リプル率
周波数
電圧総合高調波歪み
不平衡率
損失

周波数 [Hz]

2000A 以下

系統電力
50Hz/ 60Hz

50.00650.00550.00450.00350.00250.00150.00049.99949.99849.99749.99649.99549.994電圧周波数測定値のばらつき（50ms インターバル）

PW3390アナログ方式の電力計
01

2

時間 [s]

3

4

5* さらに周波数を高確度で規定されたい場合はご相談ください。

9

車両の燃費性能評価試験
充電設備

おすすめのポイント
1. 優れた基 本確 度と DC 確 度で充 電 /放電電力を正確に測定

車載充電器

2. 4 チャネル標準搭載。補機バッテリも含む複数の充放電計測に対応
走行用
バッテリ

補機バッテリインバータ

3. 広い使用温度範囲のクランプセンサで高確度測定を簡単に実現可能

モータ

4. 外部制御インタフェースによる積算の制御により、他の測定機器との連携が容易

外部制御（手元スイッチ）

新燃費基準 WLTC モードの性能評価試験

車両測定に最適な電流センサ

国際基準 WLTP に対応した燃費計測では、システムの各バッ
テリにおける充放電の電流積算と電力積算の正確な測定が求められます。高確度クランプ電流センサと、PW3390 の優れた DC 確度、50ms インターバルの電流積算と電力積算は、車両の燃費性能評価に大変有効です。

クランプタイプの高確度センサは、ラインを切らず簡単に結線できます。使用温度範囲は -40℃～ 85℃。優れた温度特性を持ち、車両のエンジンルーム内でも高確度測定可能です。

試験サイクル例

140

速度 [km/h]

100

LOW PHASE
MEDIUM PHASEHIGH PHASE
Extra HIGH PHASE

感度変化 (typical)[%rdg.]

120

1

80
60
40
20
0
0

300

600

900
時間 [s]

1200

1600

1800

0.5

高確度センサ クランプタイプ

温度による感度変化

CT6846-05 (1000 A), CT6845-05 (500 A)
CT6844-05 (500 A)
CT6843-05 (200 A)
CT6841-05 (20 A)

0-0.5 従来機種
9279 (500 A)
9278 (200 A)
9277 (20 A)-1-60 -40 -20

9277
9278
0
20
40
周囲温度 [℃ ]

60

80

9279
100

極性別電流・電力積算機能

外部制御で周辺機器と連携

DC の積算測定は、500kS/s のサンプリング毎に充電電力と放電電力を極性別に積算し、積算期間中の正方向電力量、負方向電力量、正負方向電力量和をそれぞれ測定します。バッ
テリへの充放電が急激に繰り返される場合においても、正確な充電量と放電量の測定ができます。

外部制御端子を使用して積算の START/STOP、画面コピーなどの制御が可能。実車における性能評価において、手元ス
イッチからの制御や他の機器とのタイミング連携が容易におこなえます。

DC 電力変動の例

放電電力量 Wh( ＋ )電力 [W]

車載イメージ
タイミング同期
したデータ

START/STOP 信号
同時に開始 / 停止
充電電力量 Wh( − )時間 [s]

PC

手元スイッチ
環境測定器

10

外観
USB メモリスロット

LAN
同期制御

CF カードスロット
USB
RS-232C/
LR8410 Link

電源スイッチ

電圧入力
モータ解析入力（PW3390-03）
電流センサ入力
D/A 出力（PW3390-02/
PW3390-03）

ソフトウェアPC 通信ソフトウェア

ソフトウェア、ドライバ、通信コマンド取扱説明書は HIOKI ホームページよりダウンロードいただけます。

https://www.hioki.co.jp

PW Communicator

PW Communicator は PW3390 と PC の間で LAN/RS-232C/USB インタフェースを介して通信をおこなうための無償アプリケーションソフトウェアです。
PW Communicator を使用して、簡単かつ迅速に PC による制御とデータ集約ができます。

数値モニタ

PW3390の測定値をPC画面に表示。最大で32項目を表示。電圧、電流、電力、高調波項目など全ての測定値から自由に選択可能。

波形モニタ

測定している電圧、電流の波形を PC 画面でモニタ。波形データは画像による保存や CSV 保存ができます。

本体設定接続されている PW3390 の設定を PC 画面上から変更。

複数台測定

PW3390 をはじめ当社パワーアナライザ PW6001、パワーメータ PW3335、PW3336、PW3337 を最大８台まで一括制御可能です。
測定データの PC への同時保存、測定器間の効率演算も可能です。SIN、SUM などの算術演算を使用して、複雑な演算を行うこともできます。

CSV 形式保存

測定データを一定時間毎に CSV ファイルに記録。記録間隔は最短で 50 ms。

ファイルのダウンロード

PW3390 のメディア（CF カード、USB メモリ）内のファイルを PC にダウンロード。

対応 OS

Windows10/ Windows8/ Windows7(32bit/64bit)、*Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

LabVIEW ドライバ

インターネットブラウザで遠隔操作

LabVIEW ドライバの使用による計測システムの構築可能。ウィンドウ上にアイコンを配置して線で結ぶだけの簡単プログラミングです。設定やデータ取得を行うサンプルプログラムを複数用意していますので、すぐに利用できます。

HTTP サーバ機能の搭載により、LAN インタフェースを介して PC と接続。
インターネットブラウザに表示された画面の操作パネルで、離れた場所から設定やデータ確認ができます。

*LabVIEW は NATIONAL INSTRUMENTS 社の登録商標です。

11

仕様

確度

確度保証期間 6 か月（1 年確度は 6 か月確度 ×1.25）
調整後確度保証期間 6 か月

-1. 電力測定入力仕様

0.5 Hz ≦ f<30 Hz±0.05% rdg. ±0.1% f.s.

±0.05% rdg. ±0.1% f.s.

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz±0.04% rdg. ±0.05% f.s. ±0.04% rdg. ±0.05% f.s.

パターン１

CH1

1P2W

CH2

1P3W

1P2W

パターン３

3P3W2M

パターン５

3P3W2M

パターン４

パターン６
パターン７

1P3W

CH3

1P2W

1P2W

3P3W2M

パターン８

3P3W3M

1P3W

1P2W

電圧：絶縁入力、抵抗分圧方式
電流：電流センサ（電圧出力）による絶縁入力

電圧レンジ

15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V（結線ごとに選択可能、AUTOレンジあり）

電流レンジ

2 A / 4 A / 8 A / 20 A
（9272-05 20 A 時）
0.4 A / 0.8 A / 2 A / 4 A / 8 A / 20 A
（CT6841-05）
4A / 8 A / 20 A / 40 A / 80 A / 200 A （200 Aセンサ）
40 A / 80 A / 200 A / 400 A / 800 A / 2 kA （2000 Aセンサ）
0.1 A / 0.2 A / 0.5 A / 1 A / 2 A / 5 A（5 Aセンサ）
1 A / 2 A / 5 A / 10 A / 20 A / 50 A
（50 Aセンサ）
10 A / 20 A / 50 A / 100 A / 200 A / 500 A (500 Aセンサ )20 A / 40 A / 100 A / 200 A / 400 A / 1 kA (1000 Aセンサ )400 A / 800 A / 2 kA
（CT7642、CT7742）（CT7044、CT7045、CT7046）
400 A / 800 A / 2 kA / 4 kA / 8 kA
400 A / 800 A / 2 kA / 4 kA / 8 kA / 20 kA （100 uV/ Aセンサ）
40 A / 80 A / 200 A / 400 A / 800 A / 2 kA （1 mV/ Aセンサ）
4 A / 8 A / 20 A / 40 A / 80 A / 200 A （10 mV/ Aセンサ）
0.4 A / 0.8 A / 2 A / 4 A / 8 A / 20 A （100 mV/ Aセンサ）（結線ごとに選択可能、AUTOレンジあり）

電力レンジ

電圧レンジ／電流レンジ／測定ラインの組合せにより自動的に決定
1.5000 W 〜 90.00 MW

クレストファクタ

300 ( 電圧・電流最小有効入力に対して ) ただし1500 Vレンジは 133
3 ( 電圧・電流レンジ定格に対して ) ただし1500 Vレンジは 1.33

入力抵抗 (50/60Hz) 電圧入力部：2 MΩ±40 kΩ
（差動入力および絶縁入力）
電流センサ入力部 ：1 MΩ±50 kΩ
最大入力電圧

電圧入力部：1500 V、±2000 Vpeak
電流センサ入力部 ：5 V、±10 Vpeak

対地間最大定格電圧

電圧入力端子 1000 V（50 Hz/ 60 Hz）
測定カテゴリⅢ 600 V（予想される過渡過電圧 6000 V）
測定カテゴリⅡ 1000 V（予想される過渡過電圧 6000 V）

測定方式

電圧電流同時デジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式

サンプリング500 kHz/ 16 bit

周波数帯域

DC、0.5 Hz ～ 200 kHz

同期周波数範囲

0.5 Hz ～ 5 kHz
下限周波数設定あり（0.5Hz / 1Hz / 2Hz / 5Hz / 10Hz / 20Hz）

同期ソース

U1 ～ U4、I1 ～ I4、Ext( モータ解析付きモデルで CH B がパルス設定の時 )、DC(50 ms, 100 ms 固定 )結線ごとに選択可能 ( 同一チャネルの U/I は同一の同期ソースにより測定する)
U or I 選択時はデジタルローパスフィルタによるゼロクロスフィルタ自動追従
ゼロクロスフィルタ強度２段階切り替え( 強 / 弱 )ゼロクロスフィルタが OFF の場合は動作および確度を規定しない
U or I 選択時はソースの入力が 30% f.s. 以上において動作および確度を規定

データ更新レート

50 ms

ＬＰＦ

OFF / 500 Hz / 5 kHz / 100 kHz（結線ごとに選択可能）
500 Hz：60 Hz 以下で確度規定、ただし、±0.1%f.s.を加算
5 kHz：500 Hz 以下で確度規定
100 kHz：20 kHz 以下で確度規定（10 kHz 以上は1% rdg.を加算）

ゼロクロスフィルタ

OFF / 弱 / 強

極性判別

電圧・電流ゼロクロスタイミング比較方式
デジタルローパスフィルタによるゼロクロスフィルタ有り

基本測定項目

周波数、電圧実効値、電圧平均値整流実効値換算値、電圧交流成分、電圧単純平均値、電圧基本波成分、電圧波形ピーク+、電圧波形ピーク-、電圧総合高調波歪率、電圧リプル率、電圧不平衡率、電流実効値、電流平均値整流実効値換算値、電流交流成分、電流単純平均値、電流基本波成分、
電流波形ピーク+、電流波形ピーク-、電流総合高調波歪率、電流リプル率、
電流不平衡率、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、電圧位相角、電流位相角、電力位相角、正方向電流量、負方向電流量、正負方向電流量和、正方向電力量、負方向電力量、正負方向電力量和、効率、損失

表示分解能

99999 カウント( 積算値以外 )999999 カウント( 積算値 )±0.05% rdg. ±0.1% f.s.

±0.08°

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz±0.04% rdg. ±0.05% f.s. ±0.08°±0.05% rdg. ±0.1% f.s.

66 Hz < f ≦ 1 kHz±0.1% rdg. ±0.1% f.s.

10 kHz < f ≦ 50 kHz±0.4% rdg. ±0.3% f.s.

±0.08°±0.08°±0.2% rdg. ±0.1% f.s.

±(0.06×f+0.02) °±1.5% rdg. ±0.5% f.s.

±(0.005×f+0.4) °±0.62°

100 kHz < f ≦ 200 kHz ±20% f.s.
±(0.022×f-1.3) °上記表中の’ f’の単位は kHz
電圧・電流の DC は UdcとIdcで規定、DC 以外の周波数は UrmsとIrmsで規定
位相差は、f.s. 入力時の力率ゼロかつ LPF OFF 選択時で規定
0.5 Hz ～ 10 Hz の電圧・電流・有効電力は参考値
10 Hz ～ 16 Hz で 220 V を超える電圧・有効電力は参考値
30 kHz ～ 100 kHz で 750 V を超える電圧・有効電力は参考値
100 kHz ～ 200 kHz で (22000/f[kHz]) V を超える電圧・有効電力は参考値
1000 V 以上の電圧・有効電力は参考値
45 Hz ～ 66 Hz 以外の位相差は参考値
600 V を超える電圧の場合、位相差の確度に以下を加算
500 Hz＜ｆ≦ 5 kHz：±0.3°
5 kHz＜ｆ≦ 20 kHz：±0.5°
20 kHz＜ｆ≦ 200 kHz：±1°
電流・有効電力の DC 確度に ±20 μV を加算 ( ただし2Vf.s.)

1P2W

入力方式

±1.0% rdg. ±0.3% f.s.

±20% f.s.

0.5 Hz ≦ f < 30 Hz

50 kHz < f ≦ 100 kHz

1P2W±0.3% rdg. ±0.2% f.s.

±0.05% rdg. ±0.07% f.s. -1 kHz < f ≦ 10 kHz

電圧：プラグイン端子（安全端子）
電流：専用コネクタ（ME15W）±1.0% rdg. ±0.3% f.s.

±0.1% rdg. ±0.1% f.s.

±0.2% rdg. ±0.1% f.s.

位相差30 Hz ≦ f < 45 Hz

入力端子形状±0.2% rdg. ±0.1% f.s.

±0.05% rdg. ±0.1% f.s.

有効電力（P）

1P2W

電圧：4 チャネル U1 ～ U4
電流：4 チャネル I1 ～ I4

皮相・無効電力、力率の演算に使用する電圧・電流値を選択する
RMS / MEAN（各結線の電圧・電流ごとに選択可能）±0.3% rdg. ±0.2% f.s.

DC

入力チャネル数

電圧 / 電流整流方式

10 kHz < f ≦ 50 kHz

CH4

3P3W2M（PW3390-03）
モータトルク、回転数、モータパワー、すべり±0.1% rdg. ±0.1% f.s.

100 kHz < f ≦ 200 kHz ±20% f.s.

1P3W

3P4W

66 Hz < f ≦ 1 kHz

50 kHz < f ≦ 100 kHz

1P2W

1P2W

±0.05% rdg. ±0.1% f.s.

1 kHz < f ≦ 10 kHz

単相２線 (1P2W)、単相３線 (1P3W)、三相３線 (3P3W2M,3P3W3M)、
三相４線（3P4W）

パターン２( ) 内は使用センサ

電流（I）±0.05% rdg. ±0.07% f.s. ±0.05% rdg. ±0.07% f.s.

30 Hz ≦ f<45 Hz

基本仕様
測定ライン

電圧（U）

DC

電流、有効電力、位相差については上記確度に電流センサの確度を加算
ただし、次に記載の電流測定オプションにおいて別途組合せ確度を規定
電流測定オプション PW9100-03、PW9100-04 との組合せ確度において以下を規定（f.s. は PW3390 のレンジを適用する）
DC

電流（I）

有効電力（P）±0.07% rdg. ±0.077% f.s. ±0.07% rdg. ±0.077% f.s.

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.06% rdg. ±0.055% f.s. ±0.06% rdg. ±0.055% f.s.
1Aレンジまたは 2Aレンジのときには、±0.12% f.s.(f.s.=PW3390レンジ )を加算
電流測定オプションの特注 9709-05 の高確度品、CT6862-05 の高確度品、CT6863-05 の高確度品との組合せ確度において以下を規定（f.s. は
PW3390 のレンジを適用する）
DC

電流（I）

有効電力（P）±0.095% rdg. ±0.08% f.s. ±0.095% rdg. ±0.08% f.s.

45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz ±0.085% rdg. ±0.06% f.s. ±0.085% rdg. ±0.06% f.s.
確度保証条件温度係数
同相電圧の影響
外部磁界の影響
力率の影響
伝導性無線周波電磁
界の影響
放射性無線周波電磁界の影響
有効測定範囲
表示範囲
ゼロサプレス範囲
ゼロアジャスト
波形ピーク測定範囲
波形ピーク測定確度

LPF 使用時は上記確度に LPF の確度規定を適用する
確度保証温湿度範囲：23℃ ±3℃、80% rh 以下
ウォームアップ時間：30 分以上
入力：正弦波入力、力率 1、または DC入力、対地間電圧 0V、ゼロアジャ
スト後有効測定範囲内において、且つ基本波が同期ソースの条件を満たす範囲内において±0.01% f.s./℃ （DC 時は ±0.01% f.s./℃加算）±0.01% f.s. 以下（電圧入力端子－ケース間に1000 V(50 Hz/60 Hz) 印加時）
±1% f.s. 以下 (400 A/m、DC および 50 Hz /60 Hz の磁界中において )φ＝ ±90°以外の時：±(1－ cos(φ＋位相差確度 )/cos(φ))×100% rdg.
φ＝ ±90°の時：±cos(φ＋位相差確度 )×100% f.s.
3 V にて電流、有効電力 ±6% f.s. 以下
電流の f.s. は電流センサの定格一次電流値
有効電力の f.s. は電圧レンジ × 電流センサの定格一次電流値
10 V/m にて電流、有効電力 ±6% f.s. 以下
電流の f.s. は電流センサの定格一次電流値
有効電力の f.s. は電圧レンジ × 電流センサの定格一次電流値
電圧、電流、電力：レンジの1% ～ 110%
電圧、電流、電力：レンジのゼロサプレス範囲設定～ 120%
OFF / 0.1% f.s. / 0.5% f.s. より選択
OFF 時にはゼロ入力時にも数値を表示することが有り
電圧：±10% f.s. 以下の内部オフセットをゼロ補正
電流：±10% f.s.±4mV 以下の入力オフセットをゼロ補正
電圧、電流各レンジの ±300% 以内
電圧、電流各表示確度 ±2% f.s.

-2. 周波数測定仕様
測定チャネル数
測定ソース
測定方式
測定範囲
測定下限周波数設定
データ更新レート
確度
表示形式

4 チャネル（f1、f2、f3、f4）
入力チャネルごとに U / I から選択
レシプロカル方式＋ゼロクロス間サンプリング値補正
0.5 Hz ～ 5 kHz 同期周波数範囲内 ( 測定不能時は 0.0000 Hz または ----- Hz)
0.5 Hz / 1 Hz / 2 Hz / 5 Hz / 10 Hz / 20 Hz
50 ms（45 Hz 以下時は周波数に依存）±0.01 Hz (45 ～ 66Hz 電圧周波数測定時 )±0.05 %rdg ±1 dgt.（上記条件以外）
測定ソースの測定レンジに対して 30% 以上の正弦波において0.5000 Hz ～ 9.9999 Hz、9.900 Hz ～ 99.999 Hz、99.00 Hz ～999.99 Hz、0.9900 kHz ～ 5.0000 kHz

12-3. 積算測定仕様
測定モード
測定項目
測定方式
測定間隔
測定範囲
積算時間確度
積算確度
バックアップ機能（1）. アナログ DC 入力時（CH A / CH B）
RMS / DC より結線ごとに選択
電流積算（Ih+, Ih-, Ih）、有効電力積算 (WP+, WP-, WP)
Ih+とIh- は DCモード時のみの測定とし、RMS モード時は Ih のみ測定
各電流、有効電力からのデジタル演算（アベレージ時はアベレージ前値で演算）
DCモード時 ：サンプリングごとの電流値、瞬時電力値を極性別に積算
RMSモード時：測定間隔の電流実効値、有効電力値を積算、有効電力のみ極性別
50 ms データ更新レート
積算値：0 Ah / Wh ～ ±9999.99 TAh / TWh
積算時間： 9999h59m 以内±50ppm±1dgt.
（0℃～ 40℃）±（電流、有効電力の確度）± 積算時間確度
積算動作中に停電した時は、停電復帰後に積算を再開する-4. 高調波測定仕様
測定チャネル数

4 チャネル
周波数の異なる別系統の高調波測定はできない
測定項目
高調波電圧実効値、高調波電圧含有率、高調波電圧位相角、高調波電流実効値、高調波電流含有率、高調波電流位相角、高調波有効電力、高調波電力含有率、高調波電圧電流位相差、
総合高調波電圧歪率、総合高調波電流歪率
電圧不平衡率、電流不平衡率
測定方式
ゼロクロス同期演算方式 ( 全チャネル同一ウィンドウ)、ギャップあり
500 kS/s 固定サンプリング、デジタルアンチエイリアシングフィルタ後
ゼロクロス間均等間引き（補間演算あり）高調波同期ソース
U1 ～ U4、I1 ～ I4、Ext( モータ解析付きモデルで CH B がパルス設定の時 )、DC(50 ms/100 ms) いずれかひとつを選択
FFT 処理語長
32 bitアンチエイリアシング デジタルフィルタ( 同期周波数により自動設定 )フィルタ
窓関数
レクタンギュラ
同期周波数範囲
電力測定入力仕様の同期周波数範囲
データ更新レート
50 ms( 同期周波数が 45Hz 以下では周波数に依存 )位相ゼロアジャスト
キー / 通信コマンドによる位相ゼロアジャスト機能有り（同期ソースが Ext 時のみ）
位相ゼロアジャスト値の自動 / 手動設定が可能
位相ゼロアジャスト設定範囲 0.00°～ ±180.00°（0.01°刻み）
THD 演算THD-F / THD-R
最大解析次数とウィン
同期周波数範囲
ウィンドウ波数
解析次数
ドウ波数
0.5 Hz ≦ f ＜ 40 Hz
1
100 次
40 Hz ≦ f ＜ 80 Hz

1

100 次

160 Hz ≦ f ＜ 320 Hz

4

40 次

640 Hz ≦ f ＜ 1.2 kHz

16

10 次

80 Hz ≦ f ＜ 160 Hz

320 Hz ≦ f ＜ 640 Hz

1.2 kHz ≦ f ＜ 2.5 kHz

2.5 kHz ≦ f ＜ 5.0 kHz
確度

2
8

32

64

80 次
20 次
5次

3次

周波数

電圧 (U)/ 電流 (I)/ 有効電力 (P)30 Hz ≦ f ≦ 400 Hz±0.3% rdg.±0.1% f.s.

0.5 Hz ≦ f ＜ 30 Hz

400 Hz ＜ f ≦ 1 kHz
1 kHz ＜ f ≦ 5 kHz

5 kHz ＜ f ≦ 10 kHz±0.4% rdg.±0.2% f.s.
±0.4% rdg.±0.2% f.s.
±1.0% rdg.±0.5% f.s.

±2.0% rdg.±1.0% f.s.

10 kHz ＜ f ≦ 13 kHz±5.0% rdg.±1.0% f.s.
ただし、同期周波数が 4.3 kHz 以上では規定しない
LPF 使用時は上記確度に LPF の確度規定を適用する-5. ノイズ測定仕様
演算チャネル数
1チャネル (CH1 ～ CH4 から1チャネルを選択 )演算項目
電圧ノイズ / 電流ノイズ
演算種類
RMS スペクトラム
演算方式
500 kS/s 固定サンプリング、デジタルアンチエイリアシングフィルタ後間引きFFT 処理語長
32 bitFFT ポイント数1000 点 / 5000 点 / 10000 点 / 50000 点（波形表示記録長に連動）
アンチエイリアシング デジタルフィルタ自動 ( 最大解析周波数により可変 )フィルタ
窓関数
レクタンギュラ / ハニング / フラットトップ
データ更新レート
FFT ポイント数により約 400 ms / 約1 s / 約 2 s / 約15 s 以内、ギャップあり
最大解析周波数200 kHz / 50 kHz / 20 kHz / 10 kHz / 5 kHz / 2 kHz
周波数分解能0.2 Hz ～ 500 Hz（FFT ポイント数と最大解析周波数で決定する）
ノイズ値測定電圧、電流それぞれ FFT ピーク値 ( 極大値 ) のレベルと周波数をレベル順に
上から10 個算出
ノイズ下限周波数0 kHz ～ 10 kHz-6. モータ解析仕様（PW3390-03）
入力チャネル数

入力端子形状入力抵抗 (DC)
入力方式
測定項目
同期ソース
入力周波数ソース
最大入力電圧
対地間最大定格電圧

3チャネル
CH A アナログ DC入力 / 周波数入力 いずれか選択
CH B アナログ DC入力 / パルス入力 いずれか選択
CH Z パルス入力
絶縁タイプ BNCコネクタ
1 MΩ±100 kΩ
絶縁入力および差動入力（CH B - CH Z 間は絶縁無し）
電圧、トルク、回転数、周波数、すべり、モータパワー
U1 ～ U4、I1 ～ I4、Ext(CH B がパルス設定の時 )、DC(50 ms/100 ms)
CH A/CH B 共通
f1〜 f4（すべり演算用）±20 V（アナログ時 / 周波数時 / パルス時）
50 V（50 Hz /60 Hz）

測定レンジ
有効入力範囲サンプリング
応答速度
測定方式
測定確度
温度係数
同相電圧の影響
外部磁界の影響ＬＰＦ
表示範囲
ゼロアジャスト
スケーリング単位±1 V / ±5 V / ±10 V（アナログ DC入力時）
1% ～ 110% f.s.
10 kHz / 16 bit
1 ms (0 →フルスケール確度内までの応答時間、LPF が OFF の時 )同時デジタルサンプリング・ゼロクロス同期演算方式（ゼロクロス間加算平均）±0.08% rdg.±0.1% f.s.
±0.03% f.s./℃±0.01% f.s. 以下 入力端子－ PW3390 ケース間に50 V(DC/50 Hz/60 Hz) 印加時±0.1% f.s. 以下 (400 A/m，DC および 50 Hz/60 Hz の磁界中において )OFF / ON (OFF:4 kHz, ON:1 kHz)
レンジのゼロサプレス範囲設定～ ±120%
電圧 ±10%f.s. 以下の入力オフセットをゼロ補正
0.01 ～ 9999.99
CH A： V / N・m / mN・m / kN・m
CH B： V / Hz / r/min（2）. 周波数入力時（CH A のみ）
有効振幅範囲
測定レンジ
測定帯域
データ出力間隔
測定確度
表示範囲
周波数レンジ
定格トルク単位±5 Vpeak（5V 対称、RS-422 相補信号相当）
100 kHz
1 kHz ～ 100 kHz
同期ソースによる±0.05% rdg.±3 dgt.
1.000 kHz ～ 99.999 kHzfc ±fd [Hz] の fcと fd を設定 ( 周波数時のみ )1 kHz ～ 98 kHz、1 kHz 単位（ただし、ｆc +ｆd < 100 kHz かつｆc -ｆd > 1 kHz）
1 ～ 999
Hz / N・m / mN・m / kN・m（3）. パルス入力時（CH B のみ）
検出レベル
測定帯域
分周設定範囲測定周波数範囲
最小検出幅
測定確度
モータ極数
測定最大周波数
パルス数
単位

Low 0.5 V 以下、High 2.0 V 以上
1 Hz ～ 200 kHz（デューティ比 50% 時）
1 ～ 60000
0.5 Hz ～ 5.0 kHz（測定パルスを設定分周数で分周した周波数で規定）
2.5 μs 以上±0.05% rdg.±3 dgt.
2 ～ 98100 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 5 kHz
1 ～ 60000 の範囲でモータ極数の1/2の整数倍
Hz / r/min（4）. パルス入力時（CH Z のみ）
検出レベル
測定帯域
最小検出幅
設定

Low 0.5 V 以下、High 2.0 V 以上
0.1 Hz ～ 200 kHz（デューティ比 50% 時）
2.5 μs 以上
OFF / Z 相 / B 相（Z 相時は立ち上がりエッジで CH B の分周クリアを、B
相時は回転数の極性符号検出をおこなう）-7. D/A 出力仕様（PW3390-02、PW3390-03）
出力ＣＨ数
出力内容
出力項目
出力端子形状D/A 変換分解能
出力確度
出力更新レート
出力電圧
出力抵抗
温度係数

16 チャネル
CH1〜 CH8：アナログ出力／波形出力 切り替えCH9 〜 CH16：アナログ出力
アナログ出力：出力チャネルごとに基本測定項目から選択
波形出力：電圧または電流の測定波形を出力
D-sub25ピンコネクタ×１
16 bit（極性＋15 bit）
アナログ出力時：測定確度 ±0.2% f.s. (DCレベル )波形出力時：測定確度 ±0.5% f.s.(±2Vf.s. 時 )、±1.0%f.s.(±1Vf.s. 時 )( 実効値レベル、同期周波数範囲にて )アナログ出力時：50 ms（選択項目のデータ更新レートによる）波形出力時：500 kHz
アナログ出力時：DC±5 V（最大約 DC±12 V）
波形出力時：±2 V/ ±1V 切り替え クレストファクタ 2.5 以上
全チャネル共通設定
100 Ω ±5 Ω
±0.05% f.s./℃-8. 表示部仕様
表示体
表示更新レート

9 型ＴＦＴカラー液晶ディスプレイ
（800×480ドット）
測定値
200 ms（内部データ更新レートから独立）
波形・FFT 画面による-9. 外部インタフェース仕様（1）. USB インタフェース（ファンクション）
コネクタ
電気的仕様
クラス
接続先
機能

シリーズミニＢレセプタクル ×1
USB2.0 (Full Speed / High Speed)
独自（USB488h）
コンピュータ（Windows10/ Windows8/ Windows7、32bit/ 64bit）
データ転送、コマンド制御（2）. USB メモリインタフェース
コネクタ
電気的仕様
供給電源
対応 USBメモリ
機能

USBタイプA コネクタ×1
USB2.0
最大 500 mA
USB Mass Storage Class 対応
設定ファイルのセーブ／ロード、波形データのセーブ
表示中の測定値のセーブ（CSV 形式）
測定値 / 記録データのコピー（CFカードより）
波形データのセーブ
ノイズ測定の FFT スペクトラムのセーブ
画面ハードコピーのセーブ/ ロード（3）. LAN インタフェース
コネクタ
電気的仕様
伝送方式
プロトコル
機能

RJ-45コネクタ×１
IEEE802.3 準拠
10BASE-T / 100BASE-TX 自動認識
TCP/IPHTTP サーバ（リモート操作）、
専用ポート（データ転送、コマンド制御）

13（4）. CF カードインタフェース
スロット
使用可能カード
対応記憶容量
データフォーマット
記録内容

TYPEⅠ×１基
コンパクトフラッシュメモリカード（32 MB 以上のもの）
最大 2 GB まで
MS-DOSフォーマット(FAT16 / FAT32)
設定ファイルのセーブ／ロード、波形データのセーブ
表示中の測定値 / 自動記録データのセーブ（CSV 形式）
測定値 / 記録データのコピー（USBメモリより）波形データのセーブ
ノイズ波形の FFT スペクトラムのセーブ
画面ハードコピーのセーブ/ ロード

トレンド画面（5）. RS-232C インタフェース
方式
コネクタ
通信速度
機能

RS-232C、｢EIA RS-232D｣、｢CCITT V.24｣、｢JIS X5101｣準拠
全二重、調歩同期方式、データ長：8 、パリティ：なし、ストップビット：１
フロー制御：ハードフロー、デリミタ：CR+LF
D-sub9ピンコネクタ×１
9600 bps/ 19200 bps/ 38400 bps
コマンド制御、Bluetooth® ロガー接続（同時使用は不可）（6）. 同期制御インタフェース
信号内容
端子形状
信号
最大許容入力信号遅延時刻付き１秒クロック、積算 START/STOP, DATA RESET, イベント
IN 側：9ピン丸型コネクタ ×1、OUT 側：8ピン丸型コネクタ ×1
5 V CMOS±20 V
最大 2μs（立ち上がりエッジで規定）

X-Y プロット画面-4. 保存機能
自動保存機能マニュアル保存機能

9ピン丸型コネクタ ×1、同期制御インタフェースと共用
ロジック信号 0 V/ 5 V (2.5 V ～ 5 V)、または接点信号（短絡 / 解放）
積算開始、積算停止、データリセット、イベント（同期制御機能のイベント項
目として設定したイベント）
同期制御と同時使用は不可

機能仕様-1. 制御機能

AUTOレンジ機能
時間制御機能ホールド機能ピークホールド機能

結線ごとの電圧、電流各レンジを入力に応じて自動的にレンジ変更する
動作モード：OFF / ON ( 結線ごとに選択可能 )AUTOレンジ範囲：広い / 狭い
（全結線共通）インターバルOFF / 50 ms / 100 ms / 200 ms / 500 ms / 1 s / 5 s / 10 s /15 s/ 30s / 1 min / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min / 60 min
設定により最大保存項目数に影響有り
時間制御
OFF / タイマ / 実時間
タイマ時： 10 s ～ 9999 h 59 m 59 s (1 s 単位 )実時間時： スタート時刻・ストップ時刻（1 min 単位）
全測定値、波形の表示更新を停止し現在表示中のまま固定する積算やアベレージなどの内部演算、時計、ピークオーバー表示は更新を継続
全測定値を測定値ごとに最大値で表示更新
波形表示と積算値は瞬時値表示更新を継続する-2. 演算機能
スケーリング演算
アベレージ演算効率・損失演算Δ-Y 演算演算式選択電流センサ位相補正
演算

ＶＴ（ＰＴ）比、および CT 比：OFF / 0.01 ～ 9999.99
OFF / FAST / MID / SLOW / SLOW2 / SLOW3
高調波を含む全瞬時測定値の指数化平均をおこなう（ピーク値、積算値、ノ
イズ値を除く）表示値および保存データに適用
応答時間（入力 0% f.s. ～ 100% f.s. に変化した時、確度内に収まる時間）
FAST：0.2s、MID：1.0s、SLOW：5s、SLOW2：25s、SLOW3：100s
各チャネル、結線の有効電力間において、効率η[%] および損失 Loss[W]を演算する
PW3390-03 ではモータパワー (Pm)も演算項目とする
演算可能数：効率、損失それぞれ 3 式（PinとPout に演算項目を指定）
演算式：
効率η＝100×|P out| ／ |P in|
損失 Loss＝|P in| - |P out|
3P3W3M 結線時に、仮想中性点を用いて線間電圧波形を相電圧波形に変換する
電圧実効値など高調波を含むすべての電圧パラメータが相電圧で演算される
U1s＝(U1s-U3s)/3、U2s＝(U2s-U1s)/3、U3s＝(U3s-U2s)/3
TYPE1 / TYPE2 ( 結線が 3P3W3M の時だけ有効 )3P3W3M 結線時の皮相・無効電力の演算に使用する演算式を選択する
測定値 S123、Q123、φ123、λ123 のみに影響する電流センサの高周波位相特性を演算で補正する
補正ポイントを周波数と位相差で設定する（結線ごとに設定）
周波数：0.001 kHz ～ 999.999 kHz（0.001 kHz 刻み）
位相差：0.00 ° ～ ±90.00 °（0.01 ° 刻み）
ただし、周波数の位相差から計算される時間差が 5 ns 刻みで最大 200 usまで-3. 表示機能
結線確認画面
結線別表示画面

選択表示画面効率・損失画面波形＆ノイズ画面選択された測定ラインパターンの結線図と電圧電流ベクトルを表示
ベクトル表示には正しい結線時の範囲が表示され、結線確認が可能
1 ～ 4 チャネルの電力測定値と高調波測定値の表示
結線組み合わせされた測定ラインパターンごとに表示する
基本測定項目画面、電圧測定項目画面、電流測定項目画面、電力測定項目画面、
高調波バーグラフ画面、高調波リスト画面、高調波ベクトル画面
全基本測定項目から 4、8、16、32の任意の測定項目を選んで表示
表示パターン：4 項目、8 項目、16 項目、32 項目（4 パターン切替）演算式で設定された効率と損失を数値表示。効率 3 項目、損失 3 項目
500 kHz でサンプリングした電圧・電流波形、およびノイズ測定結果を１画面に圧縮して表示
トリガ：高調波同期ソースの同期タイミング
記録長：1000 点 / 5000 点 / 10000 点 / 50000 点 × 全電圧・電流チャネル
圧縮比：1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50（Peak-Peak 圧縮）
記録時間：
記録速度 / 記録長1000 点
5000 点 10000 点 50000 点
500 kS/s
250 kS/s

100 kS/s
50 kS/s
25 kS/s

10 kS/s

2 ms

4 ms

10 ms

20 ms

40 ms

100 ms

10 ms

20 ms

50 ms

100 ms200 ms

500 ms

20 ms

40 ms

100 ms200 ms

400 ms1000 ms

100 ms200 ms

500 ms1000 ms

2000 ms

5000 ms

保存項目は高調波、FFT 機能のノイズ値を含む全測定値から任意に選択。
選択した項目をインターバルごとにCFカードへ保存（USBメモリは不可）
タイマ・実時間制御による時間制御あり
最大保存項目数：インターバル設定により可変保存データ形式：CSV 形式
保存先：USBメモリ/CFカード
・測定データ
保存項目は高調波、FFT 機能のノイズ値を含む全測定値から任意に選択
SAVEキーにて、その時の各測定値を保存
保存形式：CSV 形式
・画面ハードコピー
COPYキーにて、その時の表示画面を保存※自動保存中でもインターバルが 5 sec 以上であれば動作可能
保存形式：圧縮 BMP 形式
・設定データ
各種設定情報を設定ファイルとして保存／読み込み可能
保存形式：SET 形式（PW3390 専用形式）
・波形データ
波形 /ノイズ画面にて、その時に表示されている波形を保存する
保存形式：CSV 形式
・FFT データ
波形 /ノイズ画面にて、その時に表示されているノイズ測定の FFT
スペクトラムを保存する
保存形式：CSV 形式（7）. 外部制御インタフェース
端子形状
電気的仕様
機能

全基本測定項目からトレンド表示項目として選択された測定値を時系列でグラフ表示。波形はデータ更新レートのデータを時間軸設定によりPeakPeak 圧縮して描画し、データは記憶しない
描画項目数：最大８項目
時間軸：1.5 / 3 / 6 / 12 / 30 s/div ,/ 1 / 3 / 6 / 10 / 30 min/div,/ 1 / 3 / 6 / 12 hour/div,/ 1 day/div
縦軸：オート（画面表示範囲内のデータが画面内に収まるように動作）/
セミオート（描画項目のフルスケール値に対して拡大倍率を次から設定
1/8, 1/4, 1/2,×1, ×2, ×5, ×10, ×20, ×50, ×100, ×200, ×500）/
マニュアル（表示最大値・最小値をユーザが設定）
基本測定項目より横軸と縦軸項目を選択しX-Yグラフ表示する
データ更新レートで dot 描画し、データは記憶しない
描画データクリアあり
横軸：1項目（ゲージ表示あり）、縦軸：2 項目（ゲージ表示あり）-5. 同期制御機能機能
同期項目
イベント項目
同期タイミング

同期遅延

PW3390（マスタ／スレーブ）を同期ケーブルで接続し、同期制御をおこなう
インターバル設定が一致している場合は、同期して自動保存可能
時計、データ更新レート(FFT 演算を除く)、積算 START/STOP、DATARESET、イベント
ホールド、マニュアル保存、画面コピー
・時計・データ更新レート
スレーブとなる PW3390 の電源 ON 後10 秒以内
・START/STOP、DATA RESET、イベント
マスタとなる PW3390 のキー及び通信による操作時
1接続あたり最大 5μs、イベントは最大+50 ms-6. Bluetooth® ロガー接続機能
機能
対応接続先
送信内容

Bluetooth® シリアル変換アダプタを使用することで、測定値をロガーに無線送信する
HIOKI LR8410 Link 対応ロガー (LR8410, LR8416)
D/A 出力のアナログ出力 CH9 ～ CH16 の出力項目に設定された測定値-7. その他の機能
表示言語選択
ビープ音
画面色
起動画面選択LCD バックライト
CSV 保存形式
時計機能
実時間確度
センサ識別
警告表示
キーロック
システムリセット
ブートキーリセット
ファイル操作

一般仕様
使用場所
使用温湿度範囲
保存温湿度範囲
防じん性、防水性
適合規格

日本語 / 英語 / 中国語（簡体字）
OFF / ON
COLOR1 ( 黒 ) / 2( 緑青 ) / 3( 青 ) / 4(グレー ) / 5( 紺 )結線画面 / 前回終了時画面（ただし測定画面のみ）
ON / 1 min / 5 min / 10 min / 30 min / 60 min
CSV / SSV
オートカレンダ、閏年自動判別、24 時間計±3 s/ 日以内 (25℃ )接続された電流センサを自動的に識別（CT7000 シリーズセンサは除く）
入力チャネルの電圧、電流のピークオーバー検出時、同期ソース未検出時
MEAS 画面のどのページにいても、全チャネルの警告マーク表示
ESC キーを３秒間押し続けることにより ON/OFF
機器の設定を初期状態にする
言語設定、通信設定も含めすべての機能が工場出荷状態に初期化される
メディア内データ一覧表示、メディアのフォーマット、新規フォルダの作成、
フォルダ・ファイル消去、メディア間のファイルコピー

屋内使用、汚染度 2、高度 2000 mまで
温度 0℃～ 40℃、湿度 80% rh 以下（結露しないこと）-10℃～ 50℃、80% rh 以下（結露しないこと）IP30（EN 60529）（ただし CFカードカバーを開けた状態では IP20）
安全性
EN 61010
EMC
EN 61326 Class A
電源
AC 100 V ～ 240 V、50 Hz/60 Hz、最大定格電力： 140 VA予想される過渡過電圧：2500 V
バックアップ電池寿命 時計・設定条件・積算値バックアップ用（リチウム電池）、約10 年（23℃参考値）
外形寸法
340(W) × 170(H) × 156(D) mm（突起物は含まず）
質量4.6 kg（PW3390-03 のとき）
製品保証期間
3 年間
付属品
取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電源コード ×1、USB ケーブル (0.9 m) ×1、
入力コードラベル ×2, D-sub 用コネクタ ×1（PW3390-02, PW3390-03）

14

高確度センサ 貫通タイプ
AC/DC カレントセンサ
CT6862-05

AC/DC カレントセンサ
CT6863-05

AC/DC カレントセンサ
9709-05

AC/DC カレントセンサ
CT6904

NEW

広帯域
4 MHz

外観

定格電流

AC/DC 50 A rms

AC/DC 200 A rms

AC/DC 500 A rms

周波数帯域

DC 〜 1 MHz

DC 〜 500 kHz

DC 〜 100 kHz

DC 〜 4 MHz

測定可能導体径

φ24 mm 以下

φ24 mm 以下

φ36 mm 以下

φ32 mm 以下

基本確度

周波数特性
( 振幅 )

DC, 16 Hz 〜 400 Hz において
振幅：±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.2° ※DC は規定なし〜 16 Hz：
400Hz 〜 1kHz:〜 50 kHz：〜 100 kHz：〜 1 MHz：±0.1％ rdg. ±0.02％ f.s.
±0.2％ rdg. ±0.02％ f.s.
±1.0％ rdg. ±0.02％ f.s.
±2.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
±30％ rdg. ±0.05％ f.s.

DC, 16 Hz 〜 400 Hz において
振幅：±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.2° ※DC は規定なし〜 16 Hz：
400Hz 〜 1kHz:〜 10 kHz：〜 100 kHz：〜 500 kHz：

AC/DC 500 A rms

45Hz 〜 65 Hz において
振幅：±0.02％ rdg.±0.007％ f.s.
位相：±0.08°

DC, 45 Hz 〜 66 Hz において
振幅：±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.2° ※DC は規定なし±0.1％ rdg. ±0.02％ f.s.
±0.2％ rdg. ±0.02％ f.s.
±1.0％ rdg. ±0.02％ f.s.
±5.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
±30％ rdg. ±0.05％ f.s.

DC において
振幅：±0.025％ rdg.±0.007％ f.s.

〜 16 Hz：±0.2％ rdg. ±0.02％ f.s.
65 Hz 〜 850 Hz: ±0.05％ rdg. ±0.007％ f.s.
〜 10 kHz：±0.4％ rdg. ±0.02％ f.s.
〜 300 kHz：
±2.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
〜 1 MHz：±5.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
4 MHz：±3dB Typical〜 45 Hz：±0.2％ rdg. ±0.02％ f.s.
66 Hz 〜 500 Hz: ±0.2％ rdg. ±0.02％ f.s.
〜 5 kHz：±0.5％ rdg. ±0.05％ f.s.
〜 10 kHz：±2.0％ rdg. ±0.10％ f.s.
〜 100 kHz：
±30％ rdg. ±0.10％ f.s.

使用温度範囲

-30 〜 85℃

-30 〜 85℃

0 〜 50℃-10 〜 50℃

導体位置の影響±0.01％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz）±0.01％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz）±0.05％ rdg. 以下 (DC)±0.01％ rdg. 以下 ( 100A 入力、50/60Hz)

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において10 mA 以下

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅲ 1000 V

CAT Ⅲ 1000 V

出力コネクタHIOKI ME15W

HIOKI ME15W

HIOKI ME15W

HIOKI ME15W

寸法

70W×100H×53D mm、ケーブル長 3 m

70W×100H×53D mm、ケーブル長 3 m

160W×112H×50D mm、ケーブル長 3 m

139W×120H×52D mm、ケーブル長 3 m

質量約 340 g

約 350 g

約 850 g

約 1000 g
600 A

1000

60
40
20
0
DC

1

10

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

400
300
200
100
0
DC

1

10

500

最大入力電流 [Arms]

80

最大入力電流 [Arms]

最大入力電流 [Arms]

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

100

400
300
200
100
0
DC

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

1

10
100
1k
周波数 [Hz]

TA：周囲温度

550 A
100

10

-10℃ ≤ TA ≤ 50°C（1分間）-10℃ ≤ TA ≤ 30°C（連続）-10℃ ≤ TA ≤ 50°C（連続）1DC

10k 100k10100

1k 10k 100k 1M 10M
周波数 [Hz]

受注生産品にてケーブル長変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。

AC/DC カレントセンサ
CT6865-05

外観

高確度センサ クランプタイプ
AC/DC カレントプローブ
CT6841-05

AC/DC カレントプローブ
CT6843-05

AC/DC カレントプローブ
CT6844-05

定格電流AC/DC 20 A rms

AC/DC 200 A rms

AC/DC 500 A rms

周波数帯域

DC 〜 1 MHz

DC 〜 500 kHz

DC 〜 200 kHz

φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ20 mm 以下 ( 絶縁導体 )DC < f ≦ 100 Hz において
振幅：±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.1°

DC < f ≦ 100 Hz において
振幅：±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.1°

DC < f ≦ 100 Hz において
振幅：±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.1°

外観

定格電流AC/DC 1000 A rms

周波数帯域

DC 〜 20 kHz

測定可能導体径

φ36 mm 以下

測定可能導体径

基本確度

DC, 16 Hz 〜 66 Hz において
振幅：±0.05％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.2° ※DC は規定なし

周波数特性( 振幅 )〜 16 Hz：±0.1％ rdg. ±0.02％ f.s.
66 Hz 〜 100 Hz: ±0.5％ rdg. ±0.02％ f.s.
〜 500 Hz：
±1.0％ rdg. ±0.02％ f.s.
〜 5 kHz：±5.0％ rdg. ±0.05％ f.s.
〜 20 kHz：±30％ rdg. ±0.1％ f.s.

基本確度

周波数特性
( 振幅 )

DC において
振幅：±0.3％ rdg.±0.05％ f.s.

DC において
振幅：±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.

DC において
振幅：±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.

〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 100 kHz： ±5.0％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 50 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 50 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 1 MHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 500 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 200 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s.

使用温度範囲

-30 〜 85℃

導体位置の影響±0.05％ rdg. 以下 ( 50/60Hz)

使用温度範囲外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において200 mA 以下

導体位置の影響±0.1％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz） ±0.1％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz） ±0.1％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz）

対地間最大定格電圧

CAT Ⅲ 1000 V

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において50 mA 以下
50 mA 以下
100 mA 以下

質量

約 980 g

寸法

HIOKI ME15W

HIOKI ME15W

153W×67H×25D mm
ケーブル長 3 m

153W × 67H × 25D mm
ケーブル長 3 m

350 g

1200
800

ディレーティング
特性

600
400
200
1

10
100
1k
周波数 [Hz]10k 100k

40
30

370 g
TA：周囲温度

50

1000

0
DC

HIOKI ME15W
153W×67H×25D mm
ケーブル長 3 m

質量

最大入力電流 [Arms]

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

160W×112H×50H mm、ケーブル長 3 m-40 〜 85℃

-40℃ ≤ TA ≤ 60°C
-40℃ < TA ≤ 85°C

20
10
0
DC

1

10

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

400
300
200

400 g

-40℃ ≤ TA ≤ 40°C
40℃ < TA ≤ 60°C
-40℃ < TA ≤ 85°C

100
0
DC

DC720A

TA：周囲温度

500

1

10

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]500
最大入力電流 [Arms]

出力コネクタHIOKI ME15W

寸法-40 〜 85℃

最大入力電流 [Arms]

出力コネクタ-40 〜 85℃

100

20
10
DC

1

10

100 1k 10k 100k 1M
周波数 [Hz]

受注生産品にてケーブル長変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。

15

高確度センサ クランプタイプ
AC/DC カレントプローブ
CT6845-05

AC/DC カレントプローブ
CT6846-05

電流加算

クランプオンセンサ
9272-05

FRONT

外観

定格電流

AC/DC 500 A rms

AC/DC 1000 A rms

AC 200 A rms/ 20 A rms 切替え

周波数帯域

DC 〜 100 kHz

DC 〜 20 kHz

1 Hz 〜 100 kHz

φ50 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ50 mm 以下 ( 絶縁導体 )φ46 mm 以下

DC < f ≦ 100 Hz において
振幅：±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.1°

DC < f ≦ 100 Hz において
振幅：±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.1°

測定可能導体径

基本確度

周波数特性
( 振幅 )

DC において
振幅：±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.

REAR

45 Hz 〜 66 Hz において
振幅：±0.3％ rdg.±0.01％ f.s.
位相：±0.2 °DC において
振幅：±0.3％ rdg.±0.02％ f.s.

-40 〜 85℃

-40 〜 85℃

加算波形出力 (CT9904 接続 )0 〜 50℃

導体位置の影響±0.2％ rdg. 以下（DC 〜 100Hz） ±0.2％ rdg. 以下（50Hz/ 60Hz）±0.2％ rdg. 以下（60 Hz）

外部磁界の影響

400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において 400 A/m 磁界（DC および 60 Hz）において150 mA 以下
150 mA 以下

400 A/m 磁界 (60 Hz)において100 mA 以下

出力コネクタHIOKI ME15W

HIOKI ME15W

HIOKI ME15W

寸法238W × 116H × 35D mm
ケーブル長 3 m

238W × 116H × 35D mm
ケーブル長 3 m

78W × 188H × 35D mm
ケーブル長 3 m

質量

860 g

990 g

450 g

TA：周囲温度
1k

100

20
10
DC

1

10
100
1k
周波数 [Hz]-40℃ ≤ TA ≤ 40℃-40℃ ≤ TA ≤ 60℃-40℃ ≤ TA ≤ 85℃

50

10
DC

10k 100k

1

10
100
1k
周波数 [Hz]

接続可能電流センサ

出力コネクタに HIOKI ME15W（オス）
を有する電流センサ

加算波形出力確度

DC：±0.06% rdg. ±0.03% f.s.
〜 1 kHz：±0.06% rdg. ±0.03% f.s.
〜 10 kHz： ±0.10% rdg. ±0.03% f.s.
〜 100 kHz： ±0.20% rdg. ±0.10% f.s.
〜 300 kHz： ±1.0% rdg. ±0.20% f.s.
〜 700 kHz： ±5.0% rdg. ±0.20% f.s.
〜 1 MHz： ±10.0% rdg. ±0.50% f.s.

使用温度範囲

-10℃〜 50℃
ACアダプタ Z1002（AC100 ～ 240 V、50 / 60 Hz、
組合せ時最大定格電力 155 VA）

電源

20 A range
200 A range

300

100

-40℃ ≤ TA ≤ 60°C
-40℃ ≤ TA ≤ 85°C

400
最大入力電流 [Arms]

1.2k
1k

500

最大入力電流 [Arms]

最大入力電流 [Arms]

TA：周囲温度

DC1.7kA

センサ入力

外観〜 500 Hz： ±0.3％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 500 Hz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 Hz： ±2.0％ rdg.±0.10％ f.s.
〜 1 kHz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 1 kHz： ±1.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 45 Hz： ±0.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 10 kHz： ±1.5％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 5 kHz： ±2.0％ rdg.±0.02％ f.s. 66 〜10 kHz: ±2.5％ rdg.±0.02％ f.s.
〜 20 kHz： ±5.0％ rdg.±0.02％ f.s. 〜 10 kHz： ±5.0％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 50 kHz： ±5％ rdg.±0.1％ f.s.
〜 100 kHz： ±30％ rdg.±0.05％ f.s. 〜 20 kHz： ±30％ rdg.±0.10％ f.s. 〜 100kHz：±30％ rdg.±0.1％ f.s.

使用温度範囲ディレーティング
特性

センサユニットCT9557

外部電源（DC 10 V ～ 30 V、最大定格電力 60 VA）

出力コネクタHIOKI ME15W（オス）*

200

外形寸法

100

質量

420 g

付属品

AC アダプタ Z1002、電源コード、
取扱説明書

50
0
1

10k 100k

116W × 67H × 132D mm

10

100
1k
周波数 [Hz]

10k

100k

*PW3390 との接続には CT9904（オプション）が必要です。

受注生産品にてケーブル長変更も承っております。詳しくはお問い合わせください。

高確度センサ 直接結線タイプ

汎用センサ

新開発の DCCT 方式により、50A 定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現。

* 出力コネクタ HIOKI PL14 のセンサと PW3390 との接続には CT9920（オプション）が必要です。

（5A 定格バージョンも用意しています。詳しくはお問い合わせください。
）
AC/DC カレントボックス
PW9100-03

AC/DC カレントボックス
PW9100-04

3チャネル

4 チャネル

AC/DC カレントセンサ CT7642
AC/DC オートゼロカレントセンサ CT7742

AC フレキシブルカレントセンサ
CT7044, CT7045, CT7046

外観
外観
入力チャネル数
定格電流AC/DC 50 A rms

周波数帯域

DC 〜 3.5 MHz (-3dB)

定格電流AC / DC 2000 A rms

AC 6000 A rms

測定端子

端子台
（安全カバー付） M6 ネジ

周波数帯域

CT7642: DC 〜 10 kHz
CT7742: DC 〜 5 kHz

10 Hz 〜 50 kHz (±3 dB)

位相： ±0.1 °

測定可能導体径DC において
振幅：±0.02％ rdg. ±0.007％ f.s.
	〜 45 Hz：
±0.1% rdg. ±0.02% f.s.
	〜 1 kHz：±0.1% rdg. ±0.01% f.s.
	〜 50 kHz： ±1% rdg. ±0.02% f.s.
	〜 100 kHz： ±2% rdg. ±0.05% f.s.
	〜 1 MHz：±10% rdg. ±0.05% f.s.
3.5 MHz： -3dB Typical

入力抵抗

基本確度
周波数特性
( 振幅 )

1.5 mΩ 以下 (50 Hz/60 Hz)

使用温度範囲

0℃～ 40℃

同相電圧の影響(CMRR)

50 Hz/60 Hz 120dB 以上
100 kHz 120dB 以上（出力電圧への影響 / 同相電圧）
1000 V（測定カテゴリⅡ）、600 V（測定カテゴリⅢ）、予想される過渡過電圧 6000 V

対地間最大定格電圧
出力コネクタ
寸法

430W × 88H × 260D mm、ケーブル長 0.8 m

質量

3.7kg

4.3kg

ディレーティング
特性

最大入力電流 [Arms]

100

確度保証範囲10 MHz/ 0.7 A
1

10

100

1k

10 k

100 k

1M

10M

周波数 [Hz]--25℃〜 65℃
±1.0%rdg. 以下

外部磁界の影響

400 A/m 磁界 (DC)において0.2% f.s. 以下-25℃〜 65℃
±3.0% 以下HIOKI PL14 *寸法

64W×195H×34D mm
ケーブル長 2.5 m

質量

510 g

ディレーティング
特性

45 〜 66 Hz、フレキシブルルー
プ中心部において
振幅：±1.5% rdg. ±0.25% f.s.
位相：±1.0 °66 Hz 〜 1 kHz±2.5% rdg. ±1.0% f.s.

導体位置の影響100DC〜 66 Hz において
位相：±2.3 °使用温度範囲30 kHz/ 60 A
100 kHz/ 30 A

1

DC, 45Hz 〜 66 Hz において
振幅：±1.5% rdg. ±0.5% f.s.

出力コネクタHIOKI ME15W

CT7044 : φ100 mm 以下
CT7045 : φ180 mm 以下
CT7046 : φ254 mm 以下

φ55 mm 以下

400 A/m 磁界(50Hz/60Hz)においてCT7044, CT7045: 1.25% f.s. 以下
CT7046: 1.5% f.s. 以下
HIOKI PL14 *回路ボックス：25W×72H×20D mm
ケーブル長 2.5 m
CT7044 : 160 g
CT7045 : 174 g
CT7046 : 186 g

2.5k

12k

2k

10k

最大入力電流 [Arms]

周波数特性
（振幅）

45 Hz 〜 65 Hz において
振幅：±0.02％ rdg.±0.005％ f.s.

最大入力電流 [Arms]

基本確度

1.5k
1k
500
0
10

100

1k
10k
周波数 [Hz]

100k

8k
6k
4k
2k
0
10

100

1k
10k
周波数 [Hz]100k

製品名：パワーアナライザ PW3390
形名（発注コード）D/A 出力モータ解析

PW3390-02○—

PW3390-01—

PW3390-03

○

価格

—

￥880,000（税抜き）○￥1,100,000（税抜き）￥980,000（税抜き）

付属品：取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電源コード ×1、USB ケーブル ×1、入力コードラベル ×2、D-sub25 ピン用コネクタ ×1（PW3390-02、PW3390-03）

・測定にはオプションの電圧コード、電流センサが必要です。
・モータ解析および D/A 出力は、後からの追加はできませんのでご注意ください。

電流測定オプション

製品名（備考）形名（発注コード）AC/DC カレントセンサ（50 A）

価格

CT6862-05￥120,000（税抜き）CT6904￥500,000（税抜き）

AC/DC カレントセンサ（1000 A）

CT6865-05￥200,000（税抜き）

AC/DC カレントプローブ（200 A）

CT6843-05￥180,000（税抜き）

AC/DC カレントセンサ（200 A）

AC/DC カレントセンサ（500 A）

AC/DC カレントセンサ（500 A）

CT6863-05

NEW9709-05

AC/DC カレントプローブ（20 A）

CT6841-05￥120,000（税抜き）￥180,000（税抜き）CT6844-05

AC/DC カレントプローブ（1000 A）

CT6846-05

AC/DC カレントボックス（50 A、3 チャネル）

PW9100-03￥500,000（税抜き）CT7742 *￥44,000（税抜き）CT6845-05

クランプオンセンサ（AC 20 A/200 A）

9272-05

AC/DC カレントボックス（50 A、4 チャネル）

PW9100-04

AC/DC カレントセンサ (2000 A)

CT7642 *AC/DC オートゼロカレントセンサ (2000 A)

AC フレキシブルカレントセンサ (6000 A、
φ100 mm)CT7044 *AC フレキシブルカレントセンサ (6000 A、
φ180 mm)

AC フレキシブルカレントセンサ (6000 A、
φ254 mm)【対象製品】
CT7742、CT7642、CT7044、CT7045、CT7046

接続ケーブル CT9904【対象製品】
CT9557￥32,000（税抜き）￥27,000（税抜き）CT9557 **￥150,000（税抜き）￥32,000（税抜き）

受注生産品（電流測定）
PW9100 5A 定格品
詳しくは弊社営業拠点まで
お問い合わせください。
9709-05 高確度品
CT6862-05 高確度品
CT6863-05 高確度品
AC/DC 2000A 高確度センサ 貫通タイプ￥2,000（税抜き）
電圧コード L9438-50
赤黒色各１本、1000 V 仕様、コード長 3 m
CAT Ⅳ 600 V, CATⅢ1000 V￥2,000（税抜き）
延長ケーブル L4931
赤黒色各１本、
連結コネクタ付、ケーブル長1.5 m
L9438-50またはL1000 延長用
CAT Ⅳ600 V, CATⅢ1000 V

電圧コード L1000￥8,000（税抜き）
赤黄青灰色各１本、黒色４本1000 V 仕様、コード長 3 m
CAT Ⅳ 600 V, CATⅢ1000 V

グラバークリップ 9243 ￥5,000（税抜き）
赤 , 黒色各１本
電圧コード先端を付け替えて使用
CATⅢ1000 V

結線アダプタ PW9000 ￥16,500（税抜き）
三相 3 線 (3P3W3M) 結線時、結線する電圧コードを 6 本から 3 本に減らすことができます

結線アダプタ PW9001 ￥16,500（税抜き）
三相 4 線 (3P4W) 結線時、結線する
電圧コードを 6 本から 4 本に減らすことができます

受注生産品（その他）

接続オプション
接続コード L9217
LAN ケーブル 9642
￥5,500（税抜き） ￥3,000（税抜き）
BNC-BNC,
クロス/ストレート変換コネクタ
モータ解析入力用
付属、ケーブル長 5 m
コード長1.6 m

D/A 出力ケーブル

接続ケーブル 9683
RS-232C ケーブル 9637
￥3,500（税抜き） ￥1,500（税抜き）
同期測定用、
9pin-9pin クロス
ケーブル長1.5 m
ケーブル長 1.8 m

D-sub25ピン-BNC(オス)16 チャネル変換、
コード長 2.5 m￥15,000（税抜き）

ケーブル長 1 m、CT9557 の加算波形出力
端子を PW3390 に接続する場合に必要です￥650,000（税抜き）￥30,000（税抜き）￥20,000（税抜）

出力コネクタが HIOKI PL14 の電流センサを
PW3390 に接続する場合に必要です￥210,000（税抜き）* PW3390 との接続には変換ケーブル CT9920 が必要です。
** PW3390 との接続には接続ケーブル CT9904 が必要です。

電圧測定オプション

変換ケーブル CT9920￥190,000（税抜き）CT7045 *CT7046 *センサユニット (4 チャネル加算機能付きセンサ電源 )【対象製品】
CT6841、CT6843、CT6844、CT6845、CT6846、
CT6862、CT6863、9709、CT6865、9272-10￥190,000（税抜き）￥40,000（税抜き）￥9,800（税抜き）

出力コネクタが HIOKI PL23 の電流センサを
PW3390 に接続する場合に必要です￥120,000（税抜き）

AC/DC カレントプローブ（500 A、φ20 mm）

AC/DC カレントプローブ（500 A、φ50 mm）

変換ケーブル CT9900

ラックマウント金具￥2,000（税抜き）
分岐コード L1021-01
バナナ分岐 -バナナ、赤１本
コード長 0.5 m
L9438-50またはL1000 分岐用
CAT Ⅳ600 V, CATⅢ1000 V

NEW

分岐コード L1021-02

NEW￥2,000（税抜き）

バナナ分岐 -バナナ、黒１本
コード長 0.5 m
L9438-50またはL1000 分岐用
CAT Ⅳ600 V, CATⅢ1000 V

コンセント入力コード 9448 ￥1,500（税抜き）
AC100 V 専用 , コード長 2 m,日本国内のみ

その他オプション

PC カード 512MB 9728
￥9,500（税抜き）
PC カード 1GB 9729
￥18,000（税抜き）
PC カード 2GB 9830
￥24,000（税抜き）

弊社オプションの PC カードを必ず使用してください。
弊社オプション以外の PC カードを使用すると、正常に保存、読み出しができない場合があり、動作保証はできません。

EIA 用とJIS 用あり

携帯用ケース 9794 ￥85,000（税抜き）
PW3390、3390 専用ハードケース
448W×618H×295D mm

詳しくは弊社営業拠点までお問い合わせください。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
PW3390J5-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。