ZUMAX SLH ルーペ
Prismatic model

双眼ルーペZUMAX SLH ルーペ
Prismatic model

ZUMAX SLH ル ー ペ は、ハ イ エ ン ド モ デ ルに採用されるプリズマティック方式でありながら、コストパフォーマンスに優れた双眼ルーペです。アクロマティックレンズとプリズムを採用し、長時間の使用でも疲れにくいクリアな視界を提供します。

HeadLight

AchromaticLens x 1

AchromaticLens x 2

Prism x 2

バンド調整ノブ1

照度調整コントローラー
バンド調整ノブ2

クッションパッド固定ノブ
バッテリーパック
固定レバー
ヘッドバンド（標準装備）

オレンジフィルター
（標準装備）
双眼ルーペ
LED ヘッドライト（標準装備）
保護カバー

ZUMAX SLH ルーペ Prismatic model
OPTICAL SYSTEM
優れた光学特性を持つ医療用レンズを採用

プリズマティックモデル（ケプラー式）

医療用レンズとして定評のあるドイツ SCHOTT 社製レンズを採用。その優れた光学的特性により、クレンズリアで明るい術野を伝達します。
プリズムレンズZUMAX SLH ルーペは、ハイエンドモデルに採用されるプリズマティック方式でありなが ら 、コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス に 優 れ た 双 眼 ル ーペです。アクロマティックレンズとプリズムを効率的に組み合わせ、長時間の使用でも目が疲れにくく、クリアな視界を提供します。

にじみのない鮮明な視野を提供するアクロマティックレンズ

反射防止コーティング
視野の明るさに大きく影響を与えるのがレンズの 透 過 性 で す。平 均 反 射 率 0.3％ の ZUMAX
コ ー テ ィ ン グ レ ン ズ は 、透 過 率 の 減 衰 を 抑 え ま す 。

瞳孔間距離調節機構
アクロマティックレンズ
色収差を補正通常のレンズ像面の前後的なズレが発生

無段階式の瞳孔間距離調節機構を採用し、術者に適した設定が可能です。

レンズには、波長毎に屈折率が異なることから生じる色収差（色ズレ）を高い精度で補正する、アクロマティックレンズを採用。にじみのない鮮明な術野を視認できます。

正しい姿勢へ誘導し、首や腰への負担を軽減

双 眼 ル ー ペ 部 は 生 活 防 水（IPX4 規格）

ル ー ペ 部 は 、 下 方 へ ４５°以 上 の 傾 斜 が 可 能 で 、 頸 部 の 屈IPX4 規格相当の生活防水性能により、飛曲を最小限に抑えることができます。これにより前傾姿沫による影響を防ぎ、清掃も容易です。

勢になりにくく、長時間にわたる施術でも腰への負担も※1※1 【IPX(International Protection) 規格】軽減します。

防滴・防水構造の性能を示す国際規格

衛生的な保護カバー
鏡 筒 部 を 保 護 す る カ バ ー は、取り外してアルコール綿等で45°>

清掃できます。

診療スタイルに合わせて選べる倍率と作業距離
診療スタイルに合わせて、倍率と作業距離を選択できます。
5.0 倍

4.0 倍6.0 倍

作業距離

視野径

被写界深度

作業距離

視野径

被写界深度

作業距離

視野径

被写界深度

340mm

55mm

29mm

340mm

45mm

20mm

340mm

40mm

13mm

420mm

65mm

30mm

420mm

55mm

22mm

420mm

47mm

15mm

460mm

75mm

32mm

460mm

60mm

23mm

460mm

50mm

16mm

500mm

85mm

35mm

500mm

65mm

25mm

500mm

58mm

18mm

HEAD BAND
術者の体型に合わせて調整可能なヘッドバンド

照度コントローラーは 、ル ー ペ の ズ レ を 防 止 し 、長 時 間 の 診 療 を サ ポ ー

ヘッドバンド右側面にはトします。LED ヘッドライトのバッテリーパッ

LED ライトの照度コント

クはヘッドバンドの頭頂部、または後部に装着可

ロ ー ラ ー が 固 定 さ れ、簡能で、安定した重量バランスで使用できます。

バンド調整ノブ

単に照度調整ができます。

クッションパッド
ヘッドバンド内面のクッションパッドは脱着可能で、ア ル コ ー ル 綿 等 で 容易に清掃できます。

クッションパッド

バンド調整ノブ
照度コントローラー

ヘッドバンド上部及び後部のバンド調整ノブを操作し、ヘッドバンドの長さを自由に調整できます。

LIGHTING SYSTEM
最 大 照 度 30,000 l u x
高輝度 LED ヘッドライトにより、術野をより明るく鮮明にライティングします。照度はヘッドバ
ンドに装着された照度コントローラーで無段階に調整可能です。

優れた演色性

CRI

93

※2

CRI9 3 の 優 れ た 演 色 性 に よ り 、 術 野 の色調の視認性を高め、精度の高い診療をサポートします。

4 層レンズ構造による均一なライティング※2 【CRI (Color Rendering Index ／演色評価数）】
色の見え方が自然光（太陽光）下での見え方にどれだけ近いかを示す値。

照射機構部に 4 層式レ

この数値が 100 に近いほど、自然な色としての視認性が向上します。

ンズを搭載し、術野を均一に照明します。
LED 発光部

ライトの光軸はルーペの角度と連動
LED ライト部は、ルーペの角度と連動し、ライトによる影の発生を抑えます。

オレンジフィルター（標準装備）
照射による光硬化型レジン材料の硬化反応を抑制します。

視軸
照明軸

コードレスライトシステム
L E D 照 明 は 、充 電 式 バ ッ テ リ ー パ ッ ク に よ る コ ー ド レ ス ラ イ ト シ ス テ ム を 採 用 。バ ッ テ リ ー パ ッ ク は 付 属 の バ ッ※3テリーチャージングベースを用いると、3 時間以内に充電が完了し、最大 3 時間の連続使用が可能です。
※3 バッテリーパックの使用時間・充電回数・温度環境により、連続使用時間は異なる場合があります。

バッテリーパック( 標準付属品 )バッテリーチャージングベース( 標準付属品 )マウント金具使用例

パッケージ内容

双眼ルーペ

1

保護カバー

1

ヘッドライトユニット

1

オレンジフィルター

1

バッテリーパック

1

バッテリーチャージングベース

1バッテリーチャージングベース用マウント金具

1AC アダプター

1ヘッドバンド

1

ヘッドバンド用クッション（3 個 1 組）

2

専用トランクケース

1双眼ルーペ

保護カバー

ヘッドライトユニット

ヘッドバンドオレンジ
フィルター

持ち運びに便利な専用トランクケース付

バッテリーパック

バッテリーチャージング
ベース

マウント金具

標準価格
製品コード

倍率

作業距離（mm）

製品名

340

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [4X-340mm]

420

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [4X-420mm]

460

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [4X-460mm]

SLH82-572-4050

500

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [4X-500mm]

SLH82-572-5034

340

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット[5X-340mm]

420

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [5X-420mm]

460

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [5X-460mm]

SLH82-572-5050

500

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [5X-500mm]

SLH82-572-6034

340

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [6X-340mm]

420

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット[6X-420mm]

460

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [6X-460mm]

500

ZUMAX SLH ルーペ スターターキット [6X-500mm]

SLH82-572-4034
SLH82-572-4042
SLH82-572-4046

SLH82-572-5042
SLH82-572-5046

SLH82-572-6042
SLH82-572-6046

4.0 倍

5.0 倍

6.0 倍

SLH82-572-6050

HL8200 LED ヘッドライト 用バッテリーパック (BT556)

SLH82AC-556-9080

ZUMAX SLH ルーペ 一般医療機器 機械器具(25) 医療用鏡 双眼ルーペ（32692000） 医療機器届出番号:13B2X00022000118 号

製造販売元：

ペントロン ジャパン株式会社〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F・6F
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

製造元：ズーマックス メディカル社（中国）（Zumax Medical Co.,Ltd.)