AT201

取扱説明書

概要
本機を正確に使⽤するため、使⽤前に本説明書を必ずご覧いただき、内容をご理解ください。本説明書を通して、製品の使⽤⽅法と注意事項を⼀通り把握することができます。

1

注意事項
・ 本製品はネットワーク接続が必須です。製品の対応通信タイプによるネットワーク環境構築が完了していることを確認してください・ 強い振動を避けてください、故障の原因になります
・ 本製品は⾬などに対応する防⽔仕様ですが、⽔没には対応しておりません
・ ⼀度稼働したデバイスを⻑時間使⽤しない場合はデバイス休眠操作を⾏ってください⽬録----------------------------------------------------------------------------------付属物----------------------------------------------------------------------------------製品概要----------------------------------------------------------------------------------製品規格
製品外観----------------------------------------------------------------------------------製品を設置する前に----------------------------------------------------------------------------------固定治具--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------状態と操作----------------------------------------------------------------------------------LED状態----------------------------------------------------------------------------------サポート・問い合わせ
2

付属物
製品包装内に下記のものがあることを確認してください。
AT201

１台

使⽤説明書

１部

※ AT201に使⽤する固定治具は別包装になります。販売店にご確認ください。

製品概要
本 製 品 は既 設 の電 気 ・ガス・⽔道 などのアナログメーターに対し、安価に後付けできる数 値読取 ⽤
ア タッチ メントとなりま す 。組 込 AIを 使 うことで 、クラウドを 使 ⽤ せ ず に OCRカメラ本 体 内 で 画 像 デ ー
タか ら検 針 値 を 符 号 化 し 、読 取 った 数 値 は 「NB-IoT/Cat.M1/ZETA/W iSU N/LoRa」な どの
LPW A通 信 を 利 ⽤ し て サ ー バ ー に 送 信 し ま す 。さらに 、追 加 学 習 ・モ デ ル O TA再 配 信 に よ り⻑ 期
⾼ 精度信頼性を持ち、伝送頻度の制御により電池交換無しで約8〜10年間の使⽤も可能です。

3

製品規格
本体⼨法︓H78×W63.8×D23.2m m

電池寿命︓10年

窓⼨法（表）︓W44.8×H12.8m m

検針（撮影）回数︓10万回

窓⼨法（裏）︓W41.8×H21.8m m

保存検針データ（画像）枚数︓80枚

重量︓約100g

防⽔防塵等級︓IP67

使⽤温度︓–20℃〜65℃

稼働時間︓ 1⽇4回の検針の場合10年間

使⽤湿度︓0% RH〜85% RH※ 連続稼働時間はお客様の使⽤条件（外気保管温度︓–40℃〜70℃

温、電波状況、検針間隔、画像送信有無等）

保管湿度︓5% RH〜95% RHによって異なります

電池︓塩化チオニルリチウム電池※ 電池交換可製品外観①④① 開閉可能の観察窓⑤② 状態LED③ 操作ボタン（STARTボタン）②③④ 撮影窓⼝⑤ 撮影⽤LED
4

製品を設置する前にOCR式LPWA⾃動検針サービスを利⽤することにあたって、導⼊前作業、計測対象メーターとのペアリング、OCRカメラ本体設置、クラウドアプリケーション制御、確認などいくつ基本⼿順があります。

本説明書は終端デバイスの操作説明にフォーカスしており、導⼊前作業、メータペアリング作業などは本説明書では割愛します。
詳細の作業⼿順や、技術資料はWebアプリのマニュアルをご覧ください。

5

固定治具
製品本体をメータ表⾯に固定するため、固定治具を使⽤することが可能です。
附属固定治具は本体の包装範囲外です。必要な場合は販売店にお問い合わせください。

汎⽤固定治具
AT201は収納⽤汎⽤ケースに収納され、⼀般的な市販カメラスタンドで固定できます。
可動遮光器の固定ネジ
可動遮光器

汎⽤固定ネジ（1/4インチ）

AT201本体固定操作部
固定治具の使⽤参考︓①︓設置現場の状況から、適切な市販フレキシブルカメラスタンドを購⼊②︓カメラスタンドに汎⽤固定治具を接続、位置調整を⾏います③︓可動遮光器をメータ表⾯と接触するように調整し、ネジで固定します④︓AT201本体を⼊れ、固定します6電気メータ固定治具
⼀般的なアナログ電気メータに適⽤可能の固定治具です。

①②③

固定治具は下記の⼿順で使⽤してください︓①︓固定治具をメータ表⾯に接着、撮影窓⼝が数字部分を含むことを確認してください。
②︓AT201を固定治具の上から挿⼊し、適切な位置に調整します③︓左右のバンドを使⽤しさらに固定④︓カバーを設置④7

状態と操作
製品には下記の動作状態があります。特別に処置をしてない場合、初期状態は「未初期化」になります。

稼働中

初期化済み

未初期化

ABCD
休眠

システムにて、⾏える操作の⼀覧。

「未初期化」で⾏える操作︓①①︓初期化（A）「初期化済み」で⾏える操作︓②③④⑤②︓コマンド待機 ※1「稼働中 ※2」で⾏える操作︓②③④⑤⑥⑦③︓校正（B）（D）「休眠」で⾏える操作︓②③④⑤⑥④︓ボタン操作ロック/アンロック※1 コマンド待機は①初期化以外の全操作の前提操⑤︓撮影⽤LED照射作になります。

⑥︓⼿動検針（D）※2「稼働中」はWebアプリにより設定された検針⽅式⑦︓休眠（C）

で⾃動検針を⾏います。
8

①初期化【この動作はネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ LEDが消灯状態であること
・ STARTボタンを押すと、LEDが呼吸のようにゆっくり点滅■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを５秒間⻑押し② デバイスが緑点灯に移⾏したら処理開始③ 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ13のLED状態を参照）②コマンド待機■デバイスの状態をご確認ください。
・ 初期化済みであること・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① STARTボタンを⼀回押し② デバイスが緑点灯（コマンド待機状態、 ５秒操作がないと消灯）
9

③校正【この動作はネ ットワークに接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ 初期化済みであること・ LEDが消灯状態であること■下記の準備が必要です。
① 本製品の指定Webアプリにログインしてください② 「検針結果」ページにデバイス⼀覧で、対応のデバイスがあることを確認③ デバイス⼀覧の「操作」部分から、「校正」パネルを開く■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（ページ9を参照）② STARTボタンを連続⼆回押し、LEDが⾚緑点滅になることを確認（画像転送中）③ 画像の転送成功を待つ（数分掛かる場合があります）④ 転送成功したら、デバイスが緑点灯に移⾏する（Webアプリ操作待ち状態）⑤ Webアプリにより校正操作を実⾏（数字領域のマークと初期値の⼊⼒）⑥ 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ13のLED状態を参照）※ メータの数字が反射、汚れ などで破壊され ていな いことを確認してください。数字が判別しにくい画像の場合、位置調整後に再度の校正作業が必要となります。
10

④ボタンロック/アンロック■デバイスの状態をご確認ください。
・ 初期化済みであること・ LEDが消灯状態であること■ボタンロック/アンロックの操作⼿順は同じです。下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（ページ9を参照）② STARTボタンを７秒間⻑押し（途中に撮影LEDが点灯します）③ LED状態が変化したことを確認（LED状態はページ13を参照）※ ボタンロックの状態では、STARTボタンを押してもコマンド待機状態になりません。
操作を⾏うにはアンロックする必要があります。

⑤撮影⽤LED照射■デバイスの状態をご確認ください。
・ 初期化済みであること・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（ページ9を参照）② STARTボタンを２秒間⻑押し、デバイスの撮影窓⼝から撮影⽤LED照射が⾏われます11

⑥⼿動検針【この動作はネ ットワークを接続する必要があ ります】
■デバイスの状態をご確認ください。
・ 校正処理が実⾏済みであること・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（ページ9を参照）② STARTボタンを⼀回押し、緑点滅に⼊ることを確認（⼿動検針を実⾏中）④ 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ13のLED状態を参照）※ 処理成功後、Webアプリにより検針結果を確認することができます⑦休眠■デバイスの状態を確認ください。
・ 初期化済みであること・ LEDが消灯状態であること■下記の操作を⾏ってください。
① コマンド待機状態に⼊る（ページ9を参照）② STARTボタンを１５秒間⻑押し（途中に撮影LEDが点灯します）③ 処理が成功したことを確認（処理結果の⾒⽅はページ13のLED状態を参照）

12

LED状態■ LEDが消灯状態で、STARTボタンを押した際に表⽰されるLEDの状態は下記の通りです
・ 未初期化︓緑⻑点滅（呼吸のようにゆっくり変化）・ コマンド待機︓緑点灯
・ ボタンロック（操作不可）︓緑連続⼆回点滅（1s間隔）
・ ⾃動検針実⾏中（操作不可）︓緑点滅（0.5s間隔）■ 各処理実⾏時のLED状態︓
・ 初期化実⾏中︓緑⻑点滅（呼吸のようにゆっくり変化）・ 校正実⾏中（画像転送未完了）︓⾚緑交互点滅（0.25s間隔）
・ 校正実⾏中（画像転送完了、Webアプリ操作待ち）︓緑点滅（0.25s間隔）
・ ネットワーク接続中︓緑⻑点滅（5s間隔、初期化、校正、⼿動検針のみ）
・ ⼿動検針︓緑点滅（0.5s間隔）
・ ⾃動検針実⾏中︓点灯なし■ 処理結果を表⽰するLED状態︓・ 処理成功︓緑点滅（1s間隔）、3s継続後消灯
・ 処理失敗（ネットワーク接続失敗）︓⾚連続⼆回点滅（1s間隔）、3s継続後消灯
・ 処理失敗（その他失敗）︓⾚点滅（1s間隔）、3s継続後消灯
13

LED状態図⽰
消灯点灯■⾚/緑点燈■ ⾚/緑点滅■ ⾚/緑⼆回点滅■⾚緑交互点滅⾚緑⾚緑14

サポート・問い合わせ
本説明書の内容は2020年6⽉30⽇付版となります。これ以降の内容更新は販売店にお問い合わせください。
サポートへご連絡する前に、WebアプリのFAQをお読みください。

アシオット株式会社
東京都町⽥市成瀬が丘３丁⽬１１０５番地７４
MAIL: contact@ ocrcam era.jp

15