pCUBE【ピーキューブ】
回生型直流電源 / バッテリ充放電システム

回生型直流電源 / バッテリ充放電システム

pCUBE は、電源としての力行動作、電子負荷としての回生動作を１台で行う回生型直流電源です。
直並列に拡張できるため、最大電圧 1000V、電流 ±1000A の双方向動作を実現します。
バッテリ評価に必要な機材をパッケージ化した、充放電システムとしてもお使いいただけます。

試験対象によって、組合せ自由自在。
10kW〜240kW まで、幅広く対応。

在。
自
由
自
直並列 ×
源。
電
流
直
回生型

＊ pCUBE は、Myway プラスの登録商標です。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

●記載されている会社名および製品名は、当社や各社の商標または登録商標です。●使用されている製品の画面は、はめ込み合成です。●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転載する事は禁止されています。
●このカタログに記載の製品は日本国内仕様です。海外仕様については別途ご相談ください。

製品に関するお問い合わせおよび資料のご請求ご相談窓口（営業）：045-548-8836

取扱店

TM003-002-757B●メール受付：sales@myway.co.jp●受付時間：月〜金 9:00〜18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休業日除く）●このカタログに掲載の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
●写真の色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

〒220ー0022
神奈川県横浜市西区花咲町6-145 横浜花咲ビル

このカタログの記載内容は 2019 年 7 月現在のものです。

バッテリ充放電システム
並列接続で最大 1000A の入出力並列接続で最大 1000A の入出力
選べる
２つの
モデル

●ＦＡＸ受付：045-548-8832

CopyrightⒸ Myway Plus Corporation.

回生型直流電源
MWBFP3-1008-J02

80V 版(80V/±250A/±10kW)

直列接続で最大 1000V の入出力

MWBFP3-1250-J02

500V 版 (500V/±35A/±11.5kW)

Mywayプラス製品の最新情報はこちら

選べる
２つの
モデル

MWCDS-1008-J02

80V 版(80V/±250A/±10kW)

直列接続で最大 1000V の入出力

MWCDS-1250-J02

www.myway.co.jp

500V 版 (500V/±35A/±11.5kW)

回生型直流電源
並列接続だけでなく直列接続が可能。10kW の大容量回生型直流電源。

pCUBE、それは可搬・拡張電源。

回生型直流電源
背面：通信インターフェース
CAN、LAN を標準サポート＊ pCUBE は、Myway プラスの登録商標です。

並列だけではなく直列にも組み合わせることができるため、必変化し、高額なコストが掛かります。まずは、最低限の電圧・電要な容量の電源が素早く簡単に構築できます。pCUBE は小型な流・容量を導入し、必要に応じてレンタルなどで拡張すること

回生型直流電源であるため、据付ではなく自由に可搬できます。

で、設備を余らせず、効率良い試験環境の維持・運用することバッテリを始め、多種多様なニーズやアプリケーションは常にができます。

お持ちの pCUBE

並列接続で最大 1000A の入出力
選べる
２つの
モデル

MWBFP3-1008-J02

80V 版 (80V/±250A/±10kW)

コンソールパネル（タッチパネル式）

直列接続で最大 1000V の入出力

MWBFP3-1250-J02

500V 版 (500V/±35A/±11.5kW)

Myway
プラス

追加購入

回生型直流電源 pCUBE は、お客様自身による直列・並列の組み合わせを自由に切り替え可能で、試験体の変更に柔軟な対応ができます。

レンタル※既設品に直並列用途で追加
ご検討の場合は、念のため事前にご連絡ください。

他部門からレンタル

回生電源のトップランナーとして小型・高効率（回生効率 86%*1）

レンタル
会社

（ Ver 違い、特注品確認のため）を実現しながら、高効率デジタル制御技術による高速電流応答および高精度なプログラム運転を実現しました。
＊1：定格運転時

例えば、こんな場所で使われている pCUBE。

● 蓄電システム、EV/HEV用バッテリ（モジュール、パック組電池）の充放電試験用電源として● バッテリ模擬電源、PV 模擬電源として（※別売オプションソフトが必要です）

高効率回生機能により、電気を再利用
省電力と省スペース化を実現

電池のように簡単に直列、並列接続
組合せで大電流、高電圧を実現

電子負荷、放電動作時に、エネルギーを 86％（MWBFP3-1008-J02）

複数の同じモデルを使って、お客様自身で自在に直列、並列接続での効率で回生するため、熱の発生が大幅に抑えられます。排熱処理

きます。80V 版を直並列に接続すれば、最大 480V/±1000A まで拡張のための冷却設備が不要となるため、省電力、省スペース、省コス

でき、500V 版を直並列に接続すれば、最大 1000V/±280A まで拡張

トを実現し、大容量電源ならではの問題を解決します。

できます。用途に合わせて変更可能です。

放電電流

MWBFP3-1008-J02

480V

例：4 台を使用した場合●2 直 2 並列
160V/500A

Li-ionバッテリ

80V＊2：MWBFP3-1008-J02 の場合

独自の回路方式によりシームレスかつ高速な応答速度を実現

250A

並列接続

●4 並列
80V/1000A

1000A●2 直 2 並列
1000V/70A

モータ
モータ駆動用インバータ

PCS 評価（PV 模擬）、ESS 評価（バッテリ模擬）●4 並列
500V/140A

500V
35A

並列接続

モータ・インバータ研究開発
参考：モータ制御開発パッケージ

280A

CAN インターフェースを使えば10ms の高速モニタが可能

電 圧：1 〜 99％ 10msec 以 下、電 流：-99% 〜 +99% 3msec 以 下 の

pCUBE の通信インターフェースは、CAN と LAN の 2 種類を搭載し、高速応答を実現。単一回路のため、電流の＋・ーの切り替わりがシー

CAN 通信では、10ms 間隔で pCUBE のモニタ値を収集可能です。おムレスに行えます。インバータ駆動からリチウムイオンバッテリの使いのシーケンサをご活用いただき、pCUBE を組込み電源として動充放電まで、様々な用途に対応しています。

作させることもできます。

2

pCUBE

例：4 台を使用した場合

1000V

●4 直列
320V/250A

バッテリ
バッテリ
充放電システム

MWBFP3-1250-J02

直列接続

直列接続

AC200V▲86％▲

高回生率 *2

三相モータ、インバータ駆動、DC-DC コンバータ駆動

バッテリ充放電試験

電源ブレーカ
（漏電遮断機能付き）● モータやISG（Integrated Starter Generator）駆動インバータ用電源として

pCUBE
系統

パワーコンディショナ
pCUBE

SiC デバイス搭載
インバータ

モータ

PE-ViewX
PEOS

PC
pCUBE

蓄電システムメディア
コンバータ

デジタル制御システム

光受信インターフェース
ボード

3

オプションソフトウェア
スマートグリッドやパワーコンディショナ回路の動作検証や問題解析に最適。

離れた場所から PC 操作
使い勝手のいい LAN コンソールソフトウェア（標準オプション）

回生型直流電源 pCUBE オプションソフトウェア

PV 模擬ソフトウェア

pCUBE は LAN、CAN の通信に対応しており、お客様の上位コン

保護値の設定が変更可能です。メモリへのダウンロード、実行

トローラとの接続が可能です。また、上位コントローラを準備にも対応しています。PC による pCUBE 操作を簡単に実現できせずとも標準オプションの LAN コンソールソフトウェアを使えます。

推奨動作環境※メモリの自動切換えなどは出来ません。

■OS Microsoft Windows10

ば、離れた場所から pCUBE の運転停止、運転モードや指令値・
PCとpCUBE の接続

pCUBE

LAN 通信設定画面

pCUBE 装置情報画面

メモリダウンローダ画面

PC

MWBFP3-PVS■CPU Intel Core i5 2GHz 以上■HDD 160GB 以上■メモリ 4GB 以上
USB ポート 1ch

LAN

PCS

■解像度 1024×768ドット以上■インターフェース 有線 LAN ポート 1ch

PV 模擬
ソフトウェアPV 模擬

AC100VPC

LANケーブル（CAT5e）

LANコンソール
ソフトウェアpCUBE 背面LANコンソールソフトウェアメイン画面

回生型直流電源 pCUBE と PV（太陽電池）模擬ソフトウェアをイ

点、日射強度や温度をモニタするので、スマートグリッドやパンストールしたお持ちの PC を LAN 接続することで、pCUBE を

ワーコンディショナの回路評価、問題分析に活用できます。

太陽電池パネルとして動作させることができます。実際の IV 特

pCUBE の特長である直並列接続にも対応しているので、パネル性を模擬するだけでなく、リアルタイムに現状の IV 特性、動作の直並列等にも適しています。

パラメータ画面4 種類の特性入力だけで全範囲の PV 模擬を実現

複雑な IV 特性、温度と日射強度の入力は
CSV ファイルを有効活用

Version 画面
LANコネクタPV 模擬を行うために必要な IV 特性は、日射強度と温度によってエディタでの IV 特性の入力をもっと手軽に行うために、CSV

変化します。模擬をする温度の最小値と最大値、日射強度の最ファイルの読み込みを可能にしました。時間ごとの日射強度、小値と最大値の４種類の IV 特性を設定すれば、ソフトウェアが温度の関係も CSV で簡単に読み込むことができるので、模擬す

補間して模擬します。

る PV の CSV データがあればすぐに PV 模擬を始められます。

バイポーラ電源化によるマイナス電圧対応（カスタマイズ）▲pCUBE は 通 常、-1V 〜 80V（MWBFP3-1008-J02 の 場 合）の 電 圧

MWBFP3-1008-J02（10kW）
バイポーラ運転範囲（要カスタマイズ）
90に対応しています。0V でも電流容量のディレーティングがなく、

8070

最大電流で動作できるのは pCUBE の特徴の１つです。カスタマ

60
50
40

イズを行うことで、さらに「マイナス」の電圧に対応したバイ
電圧［V］

30

ポーラ電源にすることが可能です。
昨今、電池の強制放電試験でマイナス電圧まで放電可能な電源

項目

仕様

10

定格容量

10kW

0

定格電圧

DC80V

定格電流

DC±250A

電圧範囲

DC-80V 〜 DC80V

20

-10
-20
-30

が求められています。バイポーラ化した pCUBE なら、マイナス-40

運転状態が一目瞭然なPC 上のリアルタイムモニタ

-50
-60

電圧まで低下させつつ、大容量・大電流を充放電することが可

-70
-80

能です。メモリ運転を利用することで応答速度の範囲内でパル

-90

-300

-200

-100

0

100

200

300

電流［A］

ス駆動させることもできます。
▲

MWBFP3-1250-J02（11.5kW）
バイポーラ運転範囲（要カスタマイズ）
600

例：MWBFP3-1008-J02 をバイポーラ化した場合

IV 特性を一度ダウンロードすれば
pCUBE 単独での運転可能

500

PC を接続して運転を行うと、特性モニタで模擬状態をリアルタ

PC が必要なのは IV 特性を pCUBE へダウンロードするところま

イムに表示できます。電流、電圧、電力はもちろん、IV 特性グラでです。ダウンロード後は、pCUBE だけで運転することができ

フや PV 特性グラフ上で現在出力している状況を表示します。

ます。IV 特性は pCUBE の電源を切っても消えません。

400

仕様

項目

仕様

300
200

項目

仕様

定格容量

10kW

定格容量

10kW

100

定格容量

11.5kW

定格電圧

DC80V

定格電圧

DC80V

定格電流

DC±250A

定格電流DC±250A

電圧範囲

DC-1V 〜 DC80V

電圧範囲

DC-80V 〜 DC80V

電圧［V］

項目

0

定格電圧

DC500V-100

定格電流DC±35A-200

電圧範囲 DC-500V 〜 DC500V

PV模擬
ソフトウェア

日射強度
温度
IV特性

-300
-400
-500
-600

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

PC

ダウン
ロード
IVモードで運転

電流［A］

4

5

蓄電システムや BMU、車載インバータなどの動作検証や問題解析に最適。

バッテリの SOC の調整から安全性試験、サイクル試験に最適。

回生型直流電源 pCUBE オプションソフトウェア

回生型直流電源 pCUBE オプションソフトウェア

バッテリ模擬ソフトウェア
MWBFP3-BTS

電力系統

推奨動作環境■CPU Intel Core i5 2GHz 以上■メモリ 4GB 以上■解像度 1024×768ドット以上■インターフェース 有線 LAN ポート 1ch

USB ポート 1ch

充放電
アプリケーション

充放電電源

MWBFP3-CDA■OS Microsoft Windows10

LAN

充放電

モータ

充放電アプリケーション
推奨動作環境

充放電回路■OS Microsoft Windows10■HDD 160GB 以上

バッテリ バッテリ模擬
ソフトウェア
模擬■CPU Intel Core i5 2GHz 以上■HDD 160GB 以上

インバータ
PC

LAN

■メモリ 4GB 以上■解像度 1024×768ドット以上■インターフェース 有線 LAN ポート 1ch

充放電

USB ポート 1ch

PC

回生型直流電源 pCUBE とバッテリ模擬ソフトウェアをインス

点と充電率（SOC）をモニタできるので、蓄電システムや電気自回生型直流電源 pCUBE と充放電アプリケーションをインストーは実現できない複雑なパターンの運転や、各種設定による様々

トールしたお持ちの PC を LAN 接続することで、pCUBE を模擬

動車の充電器の回路評価や問題分析に活用できます。pCUBE のルしたお持ちの PC を LAN 接続すれば、pCUBE をプログラム動

な条件でのバッテリ充放電試験が可能です。離れた場所から PC

バッテリとして動作させることができます。実際のバッテリ特特長である直並列接続にも対応しているので、大容量のバッテ

作可能な充放電電源として、ご活用いただけます。電源単体で操作が出来るため、試験を安全に行なえます。

性を模擬するだけでなく、リアルタイムに現状の IV 特性と動作リ模擬にも適しています。

模擬するバッテリ特性は専用エディタで簡単作成

pCUBE 出力の電圧、電流、電力、充電率の経過をグラフ表示

充放電プログラムは専用エディタで簡単作成

pCUBE 出力の csv データ保存
リアルタイムモニタ可能

充放電動作に必要な CC、CV、CP の基本的な充放電コマンドの最短 100msec で pCUBE 出力の電圧、電流、電力を csv データでバッテリ特性は充電率（SOC）ごとの IV 特性を専用の IV-MAP エ

トレンドグラフ機能はシミュレーション中の pCUBE 出力の電他、Memory（メモリ）、Pause（休止）、Continue（継続）、Loop な

保存できます。計測器などを接続する必要がなく、簡単にデーディタにて登録します。IV 特性として SOC 0% と SOC 100％の圧、電流、電力、充電率の時間経過をグラフ表示します。グラフ

ど、充放電コマンドもご用意しました。100 ステップまでプログ

タをまとめることができます。また、現状の動作状況をリアル

２ポイント及びバッテリの最大容量 (Ah) を設定すれば、あとは右側に最新データが表示され、バッテリの各データの遷移状態

ラム可能です。時間の他、電流・電圧・電力などの移行条件がタイムモニタすることも可能です。

ソフトウェアが自動的にシミュレーションを開始します。

を把握することができます。

設定できるため、組合わせて CC-CV 動作を行うなど様々な充放電試験に対応します。
■運転プログラム例⬆10Aで CC 充電後、25V になったらCV 運転を実行。電流が 1A 以下になったら10A 放電。

IV 特性を１度ダウンロードすれば
pCUBE 単独での運転可能

複雑な動作を行うためのメモリ運転機能

充放電システム MWCDS シリーズとの比較

PC が必要なのは IV 特性を pCUBE へダウンロードするところまそれぞれ異なる IV 特性をダウンロードした複数台の pCUBE を

CSV 形式で作成した充放電パターンを pCUBE に保存し、実行でMWBFP3-CDA

MWCDS シリーズ

でです。ダウンロード後は、pCUBE だけで運転することができ接続すれば、異なるモジュールを接続した場合の挙動を検証できます。最大 64512 ポイントの CSV データを 12 個まで保存で電源直並列拡張◯◯

ます。IV 特性は pCUBE の電源を切っても消えません。

きます。BMU の設計・評価などに最適です。

き、各ポイント間の切替時間を（1 〜 1000msec）で設定します。

ステップ数

100

99（プログラム）×99（パターン）×99（ステップ）

実車走行パターンをはじめ、各種ステップでは表現できない複充放電コマンド

7 種類

15 種類

雑なパターンを実現するために有効な機能です。

メモリ運転モード◯◯■メモリデータ例

移行条件

4 種類

16 種類

停止条件（保護）

電源本体

電源本体、ソフトウェア

PC

6
5

IV特性

電流 (A)

バッテリ模擬ソフトウェア6

特性の異なるモジュールを接続した場合の挙動も再現可能

ダウン
ロード

4
3
2
1

IVモードで運転

IV 特性 A

IV 特性 BIV 特性 C

0

0

1

2

3

時間 (t：sec)

4

5

6

ステップ実行時間

最短 100msec

最短 10msec

ロギング機能最短 100msec

最短 10msec

データロガーなし

電圧 15ch〜、温度 15ch〜⬆CC 運転モードで 1〜5A 指令、切り替え時間 1000msec のイメージ。

7

仕様
BMU（バッテリマネジメントユニット）の模擬をソフトウェアで実現し、PCS との連動性評価を実現。
回生型直流電源 pCUBE オプションソフトウェア

仕様一覧
回生型直流電源

RS-485

（開発中）

通信
制御
BOX

BMU 模擬ソフトウェアUSB■OS Microsoft Windows10

応答速度

LAN

バッテリ模擬BMU 模擬±11.5kW±0.1% of F.S.

電流±0.2% of F.S.
±0.3% of F.S.

電圧±0.1%rms of 80V±0.1%rms of 500V

電流±0.2%rms of 250A

±0.2%rms of 35A

電圧

10msec 以下（1%→99%）（抵抗負荷による）

電流

1.5msec 以下（10%→90%）

PC

作できます。蓄電システム用インバータは、BMU との連動が必ルしたお手持ちの PC を LAN 接続することで、pCUBE をバッテ要不可欠です。連動機能により、実バッテリ、BMU がなくてもリと見立て、BMU とバッテリを合わせたシステムとして模擬動

トータルシステムとしての連動性評価が可能となります。

pCUBE
pCUBE

MWBFP3-1008-C02

海外仕様

pCUBE

MWBFP3-1250-C02

海外仕様

別売オプション
オプション

バッテリ模擬ソフトウェア
充放電アプリケーション

MWBFP3-CDA

力率0.98 以上

BMU 模擬ソフトウェア

開発中

外部通信 IF

LAN、CAN

専用ラック（1 台用）

MWBFP3-RCK-01

0〜40℃、20〜80%

専用ラック（2 台用）

MWBFP3-RCK-02

pCUBE２式搭載仕様

専用台車

MWBFP3-DOLLY

伸縮式コンテナ台車 6 輪型

12.5kVA

電源電圧

14.5kVA

動作温湿度範囲
外形寸法

430mm（W）×440mm（H）×750mm（D）
約 125kg

質量

運転範囲（回生型直流電源 pCUBE 1 台の場合）▲

MWBFP3-1008-J02（10kW）
運転範囲

MWBFP3-1250-J02（11.5kW）
運転範囲
600

80

BMU 模擬ソフトウェアで計測した値により pCUBE を制御するに pCUBE の停止を自動的に行います。

の制御をしたり、異常時の信号入力が可能です。また、PCS 側か20

らのコマンドも受信ができるため、PCS 異常時に pCUBE を停止

0
-300

30

-200

させるなども可能です。

-100

0

100

200

0

300

-30

-20

-10

0

10

20

負荷条件：30V

バッテリ模擬ソフトウェア（MWBFP3-BTS）と併用することで、なったとしても、BMU 模擬ソフトウェア側で ID 変更を行うだけ

より高度な試験を実現します。模擬バッテリ、模擬 BMU により

で PCS との通信が可能です。PCS 側の通信仕様を変更する必要

あたかも実バッテリが接続されているかのようなシステム試験がありません。

が可能となります。

社内試験条件より

立ち下がり

3msec

3msec
以下

+250A → -250A

外形寸法図
430

750

別売オプション

570●専用ラック（１台用）●専用ラック（２台用）

奥行き：1057mm

奥行き：1057mm

質量：70kg（pCUBE を除く）

質量：90kg（pCUBE を除く）

814

570

157

44.5

157

157

BMU 模擬ソフトウェア●専用台車（伸縮式コンテナ台車６輪型）

156
63
25

MWBFP3-1008-J02
MWBFP3-1250-J02

59.5

44.5

44.5
157

質量：6kg（pCUBE を除く）

PC

40

立ち上がり

-250A → +250A

バッテリ模擬ソフトウェアとの併用でより高度なシステム試験を実現

30

電流［A］

以下

バッテリ模擬ソフトウェア8-40電流応答波形

データ項目ごとに ID 登録が可能です。PCS ごとに通信の ID が異※通信仕様によってはカスタマイズが必要です。

200

電流［A］

温度を制御用 PC で設定します
温度高・低の警報と、重故障を判定しますインバータごとに通信 ID が違ってもBMU 側の変更は不要

300

100

10

440

蓄電池温度監視

40

400

30

44.5

85 25

93
59.5

59.5

MWBFP3-DOLLY(1350)
1250

蓄電池電流監視

電流値を制御用 PC で設定します
蓄電池電流の充電方向 / 放電方向とも過電流警報と、重故障を判定します
判定異常時に pCUBE の運転を停止します

50

474

蓄電池電圧監視（総電圧）

総電圧を制御用 PC で設定します
過電圧と電圧低下の警報と、過電圧故障・蓄電池低下
故障を判定します

電圧［V］

す。PCS 側で BMU の状態を監視しながらバッテリへの充放電量

電圧［V］

60

設定値を超えると、あたかも BMU でコントロールするかのよう

蓄電池電圧監視（セル電圧） セル電圧を制御用 PC で設定します
過電圧・電圧低下の警報判断と、重故障を判定します

500

70

だけでなく、PCS へ計測データや状態のコマンド送信が可能で

内容

pCUBE１式搭載仕様●詳細仕様については、別途お問い合わせください。
●オプションソフトウェアの海外仕様については別途ご相談ください。

※1 海外仕様の場合：AC380V±10％（三相四線式）●詳細仕様については、別途お問い合わせください。
●マイナス電圧対応のバイポーラ電源へのカスタムも可能です。別途ご相談ください。

低下の閾値を設定します。その他、電流や温度も設定可能です。

機能

備考

AC200V±10%（三相三線式）※1

電源定格容量PV 模擬ソフトウェア

80%

90

BMU 模擬ソフトウェアにより総電圧、セル電圧の過電圧・電圧

型番
MWBFP3-PVS
MWBFP3-BTS▲

BMU の状態監視によるシステム制御
PSC 異常時にも対応

備考
国内仕様
国内仕様

製品名

86%

回生効率

回生型直流電源 pCUBE と BMU 模擬ソフトウェアをインストー

設定値による様々な
pCUBE の動作制御を実現

±10kW

型番
MWBFP3-1008-J02
MWBFP3-1250-J02

59.5

(100)

USB ポート 1ch

電力
電圧

製品名

（850）
750

■解像度 1024×768ドット以上■インターフェース 有線 LAN ポート 1ch-2〜500V
±35A

pCUBE

電流

-1〜80V
±250A

（100）

■HDD 160GB 以上

PCS

MWBFP3-1250-J02

電力
リプル■メモリ 4GB 以上

MWBFP3-1008-J02
電圧

出力精度

推奨動作環境■CPU Intel Core i5 2GHz 以上

回生型直流電源モデル
定格出力

BMU 模擬ソフトウェア

ラインアップ

MWBFP3-RCK-01

MWBFP3-RCK-02

9バッテリ充放電システム
モジュール組電池、パック組電池向け充放電システムの新スタンダード。
バッテリ充放電システム
操作 PC（バッテリ充放電ソフト）＊ pCUBE は、Myway プラスの登録商標です。

並列接続で最大 1000A の入出力
選べる
２つの
モデル

MWCDS-1008-J02

80V 版 (80V/±250A/±10kW)

16 種類の多様な条件判定。各コマンドに対する指令値、移行条件もらくらく入力

運転状態やプログラム進捗状況、各セルの電圧・温度をリアルタイム監視

アイコン方式を採用した充放電コマンドは大変好評で、PC のクリッ運転状態遷移、プログラム進捗状態、動作モード等の他、データロ

ク操作だけでどんどんやりたい試験のプログラムが直感的に完成しガーで計測する各セルの電圧と温度をリアルタイムにモニタで確認ていきます。従来多かったエクセルなどへの入力も一切必要ありますることができます。また各々のセルの電圧、温度のバラツキ具合

せん。多様な移行条件の入力も簡単に行うことが出来ます。

も監視し続けます。

専用ラック

直列接続で最大 1000V の入出力

MWCDS-1250-J02

500V 版 (500V/±35A/±11.5kW)

回生型直流電源 pCUBE

電池のように直並列接続による容量拡張（電圧・電流）が可能な回
生型直流電源 pCUBE を内蔵し、その性能を最大限引き出す基本構成（高性能コントローラ、充放電ソフト、セル電圧・温度計測データロガー）をコンパクトに 19 インチラック ( 可搬式 ) に収納し、完全標準

データロガー化。pCUBE 80V 版、500V 版を必要に応じて追加拡張することで、大容量化が進む電池のロードマップの開発、試作、評価の過程を最後充放電コントローラ

までサポートします。電池の試験規格の標準化が進む中、試験装置

内部接続ケーブル類

に関しても常に最先端のスタンダードを世の中に提供します。

キャスター / アジャスター⬆任意のコマンドを一覧からドラッグ●Li-ion バッテリの充放電評価、試験システムとして複雑な充放電試験パターンの組合わせもグループ化により、かんたん作成

15 種類の豊富な基本コマンドがアイコン化
組合わせは自由自在⬆任意の順（位置）にコマンドをドロップ⬆コマンドに対する指令値や移行条件を設定

CSV 形式でデータを保存
過去のプログラムを編集して再利用

ハード、ソフト、コンパイル、システムによる4 段階の保護で安全な試験環境を確立

１つの試験プログラムは、プログラム、パターン、ステップの 3 階層

充放電プログラムで使う基本コマンド 15 種類は、すべてアイコン化

保存データ項目を選択できるため、必要なデータだけをファイルに充放電ソフトでは事前にプログラムの停止条件を設定し、異常な電で構成されます。複数のコマンドが登録されたステップや、パターされています。いずれかのセル電圧計測値が指定電圧に到達後、定残せます。CSV 形式で Excel 等の表計算ソフトにて編集できます。

圧、温度になったときにはプログラムを自動停止させます。またハーンをグループ化することで、複雑な組合わせも簡単に作成できます。

電圧制御運転に移行する「CC セル CV コマンド」や 1 〜 1000msec のデータ分割は 60,000 行毎に、さらに充放電パターンの段階毎に行え

ド (pCUBE 電源本体 ) での保護、試験プログラムに異常値が入力でき特別なトレーニングは不要です。

高速な充放電切り替えが可能な「メモリ運転」( サイクル試験やパルます。外部媒体・ネットワークドライブへのファイル保存も自動複ないようにするコンパイル入力保護、さらにシステム全体での保護

ス充放電 CC,CP が可能 ) も標準装備。

写対応。フローチャートライブラリでは、過去に作成したプログラを行うことで安全に試験を行う環境を提供します。

＊ 最大構成：プログラム（99）× パターン（99）× ステップ（99）

ムを再利用して編集できます。

プログラム
パターン
ステップ

⬆停止条件設定画面

コマンド⬆15 種類の基本コマンド

10⬆フローチャートライブラリ画面

11

事例紹介
搭載している pCUBE はカスタマイズにより、バイポーラ電源と組み合わせ構成

用途
容量、特性の異なるモジュール電池の開発、性能評価
国連勧告で定めるリチウムイオン電池輸送に関する試験

充放電システム MWCDS-1008-J02 (80V/±250A)：4 式

しても動作可能です。マイナス電圧まで強制的に放電をさせる

直並列切り替え装置試験などに対応します。単純な CC 運転だけではなく、充放電シ

90
80
70
60
50

ステム、または充放電アプリケーションによるプログラマブル

用途
容量、特性の異なる複数のモジュール、パック電池の開発
国連勧告で定めるリチウムイオン電池輸送に関する試験

直並列切り替えパターン

MWBFP3-1008-J02（10kW）
バイポーラ運転範囲（要カスタマイズ）

ISG 向けコールドクランキング大電流充放電試験(1 直 1 並列 )2ch

❷ 80V/±500A(1 直 2 並列 )1ch

直並列切り替えパターン❸ 160V/±250A(2 直 1 並列 )1ch

❶ 80V/±250A(1 直 1 並列 )4ch

❷ 80V/±500A(1 直 2 並列 )2ch

❸ 160V/±250A(2 直 1 並列 )2ch

❹ 320V/±250A(4 直 1 並列 )1ch

❺ 80V/±1000A(1 直 4 並列 )

1ch

30

特徴

20
10

項目

仕様

定格容量

10kW

0

定格電圧

DC80V

-10

定格電流

DC±250A

電圧範囲

DC-80V 〜 DC80V-20

0V 以下のマイナス電圧まで対応可能-30

マイナス電圧でも定格電流対応可能

-50

-40
-60
-70

直並列により、容量拡張が可能

-80
-90

-300

-200

-100

0

100

200

300

電流［A］

用途
強制放電試験

▲❶ 80V/±250A

40運転による強制放電試験に対応します。

電圧［V］

充放電システム MWCDS-1008-J02 (80V/±250A)：2 式

バイポーラ電源による強制放電試験対応▲

組み合わせ構成

多種類モジュール / パック電池向け

MWBFP3-1250-J02（11.5kW）
バイポーラ運転範囲（要カスタマイズ）

過放電試験

600
500

転極試験

400

バッテリ充放電システムソフト（CDS）

充放電アプリケーション
MWBFP3-CDA

LAN

LAN

300

電圧
［V］

モジュール電池向け ( スタンダード )

200

項目

仕様

100

定格容量

11.5kW0

定格電圧DC500V-100

定格電流DC±35A-200

電圧範囲 DC-500V 〜 DC500V

-300

操作 PC

操作 PC

-400
-500
-600

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

電流［A］

EV/PHV 電池向け

大容量蓄電システム向け

充放電ソフトをカスタマイズすることで、恒温槽 (RS485 通信 )組み合わせ構成

組み合わせ構成

恒温槽連動

充放電システム MWCDS-1250-J02 (500V/±35A)：2 式

充放電システム MWCDS-1250-J02 (500V/±35A)：1 式

等との連動により温度・湿度を運転プログラム内容に応じて変回生型直流電源 MWBFP3-1250-J02 (500V/±35A)：4 式

回生型直流電源 MWBFP3-1250-J02 (500V/±35A)：17 式

化させながら充放電試験を行うことができます。

直並列切り替え装置

直並列切り替え装置

用途

特徴
プログラム終了時の恒温槽の状態（継続、停止）の設定が可能。

用途

EV、PHV 用電池パック開発向け充放電試験

大容量蓄電システム向け電池 /BMU の充放電試験

温度、湿度計測値をモニタし、計測異常時に安全にシステム

EV、PHV 用電池パックの SOC 調整、出荷検査試験

海外向け大容量蓄電システムの開発を停止することができます。

直並列切り替えパターン

直並列切り替えパターン❶ 500V/±210A /69kW

用途(1 直 6 並列 )1ch

❶ 500V/±630A /207kW❷ 500V/±105A /34.5kW (1 直 3 並列 )2ch

❷ 1000V/±315A /207kW (2 直 9 並列 * ) 1ch＊回生型直流電源 500V±35A(11.5kW)6 式としても使用可能です。

(1 直 18 並列 ) 1ch
1❸ 1500V/±210A /207kW (3 直 6 並列 *2) 1ch＊1：9 並列接続は特注対応＊2：3 直列接続は特注対応

恒温槽連動用パラメータ

大電流で温度環境を変化させながら、充放電を行う電池の温度特性試験⬆恒温槽連動プログラミングツールイメージ

項目

仕様

通信 I/F

RS485 / RS232C / LAN

通信周期1000ms

充放電システム連動

温度、湿度、開始温度、終了状態（継続、停止）

恒温槽連動用充放電ソフトカスタマイズ＊対応恒温槽メーカー： エスペック社

LAN（他社製は別途お問い合わせください）

RS485 等

操作 PC
恒温槽

12

13

仕様
BMU 通信連動

仕様一覧
バッテリ充放電システムアプリケーション仕様

バッテリ充放電システム

充放電ソフトをカスタマイズすることで、供試バッテリの BMU
から RS485 通信 /CAN 通信で各種バッテリ情報を読み出し充放電試験を行うことができます。

データ項目ごとに ID 登録

MWCDS-1008-J02

MWCDS-1250-J02

項目搭載 pCUBE モデル

MWBFP3-1008-J02

MWBFP3-1250-J02

充放電コマンド

総電圧異なったとしても、BMU 連動ソフトウェア側で ID の変更を行う

セル数の増加で大容量化するモジュール電池、パック電池とBMU の開発、評価試験
仕様

通信 I/F

RS485 / CAN

通信周期100 〜 1000ms (＊BMU 通信仕様による )充放電システム制御

移行、停止、待機、再開、電力制限など

電力

ID

データ項目

データ範囲

データ型

分解能

単位

±0.1% of F.S.

H レンジ

-250A〜250A（1mA）-35A〜35A（1mA）

L レンジ-25.1A〜25.1A（1mA）-4.01A〜4.01A（1mA）±0.2% of F.S.

±0.2% of F.S.

電圧 H、電流 H-10.1kW〜10.1kW（1W）-11.6kW〜11.6kW（1W）

電圧 H、電流 L-2.01kW〜2.01kW（1W）-2.02kW〜2.02kW（1W）

電圧 L、電流 H-1.26kW〜1.26kW（1W）-1.7675kW〜1.7675kW（1W）

電圧 L、電流 L-126W〜126W（0.1W）-202W〜202W（0.1W）

1000h

最大セル電圧

0〜5000Unsigned

0.001V

V

電流容量

計測精度

1mAh

電力容量

計測精度

1mWh

セル電圧

計測範囲（分解能）±0.1% of F.S.
15ch（15ch 単位で拡張可能）

セル温度（熱電対） 計測範囲（分解能）±100℃/100℃ of F.S.（0.1℃）(500℃レンジ切替可 )

計測精度

通信仕様を
ID カードに登録±0.05% of F.S. ±1%

チャンネル数15ch（15ch 単位で拡張可能）

外部アナログ入力 計測範囲（分解能）-5V〜5V（1mV）

計測精度±1% of F.S.

チャンネル数充放電システムのデータと同期記録可能

BMU の状態によるシステム制御（保存有効・無効設定：最小 100ms）

その他

2ch

計測周期

10ms〜600s

保護機能

系統保護、出力電圧 / 電流保護、非常停止（外部接点入力）

外形寸法

570mm（W）×1100mm（H）×1057mm（D）

質量＊BMU 毎に異なる通信 I/F、通信シーケンスもカスタマイズ可能

BMU で計測した電圧や温度値を充放電コントローラのプログラ

充放電電流容量 / 充電電力容量 / 放電電力容量 / 充放電電力容量 / セル温度
●セル温度については K または T タイプ熱電対による測定±15V/10V of F.S.（1mV）(100mV〜100V レンジ切替可 )*1

チャンネル数

各社仕様に基づきパラメータをカスタマイズ可能

時間 / 電流 / 総電圧 / セル電圧 / 充電電流容量 / 放電電流容量 /

停止条件±0.3% of F.S.

計測精度

（ID 編集ツール）（パラメータの保存・読出可）

充放電電流容量 / 充電電力容量 / 放電電力容量 / 充放電電力容量 /
電流容量比 / セル温度 / 外部アナログ入力

計測精度（通信モニタツール）

計測データ記録±0.1% of F.S.

CPセル CV 放電 / メモリ運転 / 休止 / ループ（最大 65,535 回）
時間 / 電流 / 総電圧 / セル電圧 / 電力 / 充電電流容量 / 放電電流容量 /

移行条件

計測範囲（分解能）BMU I/F 通信仕様（例）ID 編集ツールで設定した情報をモニタ可能

BMU 情報モニタ-2V〜500V（1mV）-1.1V〜50V（1mV）

計測精度

総電圧を移行・停止条件と組合わせ可能

BMU 情報パラメータ-1.1V〜80.1V（1mV）-1.01V〜5.01V（0.1mV）

計測範囲（分解能）※通信仕様によりカスタマイズが必要となります。

セル電圧、セル温度、SOC の最大・最小値および

H レンジ
L レンジ
計測精度
電流

だけで BMU との通信が行え、BMU 側の通信仕様を変更する必要がありません。

項目

CC 充電 /CC 放電 /CP 充電 /CP 放電 /CC-CV 充電 /CC-CV 放電 /CP-CV 充電 /CP-CV 放電 /CCセル CV 充電 /CCセル CV 放電 /CPセル CV 充電 /計測範囲（分解能）

データ項目ごとに ID 登録が可能です。BMU ごとに通信の ID が用途

充放電システム連動モデル

約 200kg＊1 ユニット（15ch）の ch 間最大定格電圧は DC 200V、対地間・ユニット間最大定格電圧は AC、DC 600V です。
●上記の計測精度における保証温度範囲は＋23℃±5℃、湿度 70% 以下となります。●海外仕様については別途ご相談ください。

ム運転に活かすことで、実システムに近い形で充放電試験を実

バッテリ

充放電

BMU

操作 PC

MWCDS-1008-J02（10kW）
運転範囲

MWCDS-1250-J02（11.5kW）
運転範囲
600

90
80

より高度な充放電試験を実現します。

500

70
電圧
［V］

LAN

BMU からの異常状態を通信で受信し、充放電を停止させるなど、▲

カスタマイズ

運転範囲（バッテリ充放電システム 1 台の場合）① 制御連動する項目を制御連動リストの通信カードに転送します。
※ 転送方法は、プログラミングツール連動設定と同じです。

60

電圧
［V］

施します。また、BMU の状態によるシステム制御が可能です。

▲

BMU 通信連動用
充放電ソフト

50
40
30
20

USB

制御 BOX

0-300

転送RS485 / CAN

300
200
100

10

CD-ROM

400

-200

-100

0

100

200

0

300

-40

-30

ID 編集ツール通信モニタツール

-20

-10

0

10

20

30

40

電流
［A］

電流
［A］

外形寸法図（バッテリ充放電システム）

BMU 異常警告（2byte）のどこかのビットが立った場合は充放電
プログラム運転を停止する

1 台専用ラック▲制御条件設定（例）▲② 制御条件を設定します。

2 台専用ラック570●１台専用ラック、2 台専用ラック共にサイズはカスタマイズできます。

1057●背面に開閉式の扉があります。
●ラックサイズは、いずれも仕様変更となる場合があります。

BMU 通信状態（2byte）の Bit0 が立っている場合は充放電プログ
ラム運転を一時停止する
BMU 通信状態（2byte）の Bit0 が落ちたら充放電プログラム運転

570

を再開する
電流値を充放電システムでデータ保存する

1600
1500

充放電システム
連動転送カード

14

100⬆ID 編集ツールイメージ

100

1100
1000

BMU 情報ID カード1057

15