マルチチャンネル分注量検証システム
簡単で信頼性の高い性能検証による、リキッドハンドリング品質の向上

Artel MVS® および ArtelWare ソフトウェアによる分注量検証の効率化
TM

アッセイの各ステップにおいて、分注量を正確に把握できていない場合、溶液中の溶質濃度を正確に算出できず、信頼度の低いデータ、遅延、コスト超過に繋がる可能性があります。Artel MVSを分注量の性能検証に活用することで、このようなリスクを未然に防ぎ、実験室の生産性を向上させ、データの信頼性を高めることができます。

自動レポートによる分注量の検証のための３つの簡単なステップ

1. QualAssure 溶液と希釈液を検証プレートに分注し、混合します。

2. プレートリーダーで吸光度を測定します。

用途：• 自動リキッドハンドラーとマルチチャンネルピペットの精度と正確さの検証• メーカーやモデルを問わず、分注量性能を比較検証• 国内および国際標準にトレーサブルな高精度の結果の取得• 自動リキッドハンドラーでのカスタムリキッドクラスの最適化

3. ソフトウェアにはリキッドハンドラーのパフォーマンスを示す結果が表示されます。

分注量の精度と正確さを検証し、規制への準拠を簡素化する

システム機能：• 自動リキッドハンドラーおよびマルチチャンネルピペットを 0.0001～350 µL の幅広い容量範囲で性能測定• DMSO、PCRMix、SerumSub、PlasProxyなどの特別な水溶性および非水溶性溶液の分注キャリブレーションが可能• チップごと、ウェルごとの容量統計が取得可能• 厳しい環境条件の整備が不要• 検証とキャリブレーションを簡素化し、オペレーターのスキルに関係なく簡単に使用可能• NISTが維持管理する基準によって、国際単位系（SI）にトレーサブルな測定結果を生成
主な用途：• リキッドクラスの最適化• スケールアップとメソッド移管の促進• アッセイ、メソッド、SOPの開発、トラブルシューティング、バリデーション• アッセイ結果の再現性の確保• 新しい装置の現場受入試験とベースライン性能の確立• メンテナンス前後の性能検証• プレートシェーカー、プレートウォッシャー、バルクディスペンサーなど、その他必要不可欠なリキッドハンドリング機器の性能評価

準拠：

MVSは、ISO 23783-2:2022 に記載されているデュアル比色光度法および ISO/IWA 15:2015 に記載されている自動リキッドハンドリングシステムの比色光度法に準拠しています。ISO 8655-7:2022 に準拠したハンドヘルドマルチチャンネルピペットの試験およびキャリブレーション要件を満たすことができます。MVSは、CLSI QMS23:2019、ISO 17025:2017、cGMP、および cGLP に準拠したハンディタイプピペットまたは自動リキッドハンドリングシステム試験およびキャリブレーション要件を満たすことができます。
ArtelWare および Data Manager ソフトウェアは、21 CFR Part 11 に準拠した実験室で使用できます。

「MVSは使いやすく、頻繁な性能モニタリングのスケジュールも立てやすい。
MVSのおかげで効率面でも信頼面でも、私たちの実験室は大きく変わりました。」

製品情報

仕様

96 ウェル MVS 検証プレート***

Artel 800TSNB
プレートリーダー
寸法
重量

ディスプレイ
光源(D×W×H)：41.9 × 38.1 × 17.8 cm

タッチスクリーン

タングステンガス入り電球

波長選択追加フィルター

405 nm, 450 nm, 490 nm

必要電力USB
AC 90 – 260 V

電源周波数

50 – 60Hz

保証期間

1年

電流

QualAssure 溶液の種類：

対応チップ本数

9.97 kg

金属酸化物干渉フィルター
中心波長：520.2 nm (半値幅 = 6.2 nm)
730.5 nm (半値幅 = 10 nm)

COM ポート<5分

所要時間

最大 2 A

Aqueous1, 2, 4, 6, 8, 12, 96
容量範囲 (μL)（不確実性）
不正確度 (%)**

誤差 (%)**

Aqueous HV

350.0 - 200.1

1.40 - 1.44

0.15 - 0.16

Aqueous A

200.0 - 50.00

1.36 - 1.58

0.16 - 0.19

Aqueous B

49.99 - 10.00

1.54 - 1.90

0.15 - 0.20

Aqueous C

9.999 - 2.000

1.46 - 1.63

0.15 - 0.20

Aqueous D

1.999 - 1.000

1.38 - 1.61

0.16 - 0.19

Aqueous E

0.9999 - 0.1000

1.39 - 2.87

0.16 - 0.22

0.0999 - 0.0001(非トレーサブル容量範囲)*

N/A

N/A

使用環境温度

15 - 30 °C

384 ウェル MVS 検証プレート***< 10 分

所要時間

対応チップ本数

1, 8, 12, 16, 24, 96, 384
容量範囲 (μL)（不確実性）
不正確度 (%)**

誤差 (%)**

Aqueous HV

N/A

N/A

N/A

Aqueous A

55.00 - 10.00

1.87 - 2.08

0.36 - 0.39

Aqueous B

9.999 - 2.500

2.02 - 2.33

0.36 - 0.40

容量範囲0.0001 - 350.0 µL

Aqueous C2.499 - 0.500

2.04 - 2.35

0.36 - 0.40

保存/使用温度

24 か月*
15 - 30 °C

Aqueous D

0.4999 - 0.3000

1.88 - 2.01

0.36 - 0.38

Aqueous E

0.2999 - 0.0300

1.89 - 3.23

0.36 - 0.44

0.0299 - 0.0100

3.24 - 7.47

0.44 - 0.47

0.0099 - 0.0001(非トレーサブル容量範囲)

N/A

N/A

使用期限

DMSO
容量範囲

0.0001 - 9.999 µL

保存/使用温度

19 - 30 °C

使用期限

24 か月*

PCRMix
容量範囲

2.000 - 49.99 µL

保存/使用温度2 - 25 °C

使用期限

使用環境温度* 容量範囲外での測定は、国内および国際基準への帰属性がないため、不正確度および誤差を保証することはできません。
** 記載されている仕様は、Artel MVS プレートリーダー (ELx800 および 800TSNB) および MVS 検証プレートをAqueous QualAssure および DMSO QualAssureとともに使用する場合にのみ適用されます。
*** 384ウェルプレート専用のアドオンアクティベーションコードが必要です。

24 か月*

SerumSub andPlasProxy
容量範囲

10.00 - 200.0 µL

保存/使用温度2 - 8 °C

使用期限

15 - 30 °C

12 か月*

使用液種に近い QualAssure 溶液で自動化を最適化します• 開発時間の短縮• 適正な容量を供給• アッセイのばらつきを低減*製造日から起算した日数* 掲載内容は2024年6月現在のものです。
* 掲載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
* 掲載製品は試験研究目的でのみご使用いただけます。診断目的及びその手続き上での使用はできません。

AI_MV_2406_v2