Digital Microscope
HRX-01RX-100

本社〒166-0003
大阪〒577-0013
名 古 屋〒460-0008
仙台〒980-0804

東京都杉並区高円寺南2-15-17 Tel 03-3311-9911 Fax 03-3311-7722
大阪府東大阪市長田中2-2-30 長田エミネンスビル7F-B Tel 06-6743-3328 Fax 06-6743-3329
愛知県名古屋市中区栄1-14-15 RSビル9F

Tel 052-218-1702 Fax 052-218-1703

宮城県仙台市青葉区大町2-10-14 TAKAYUパークサイドビル 2F Tel 022-797-7837 Fax 022-797-7838■お問い合わせは

Hirox Co.,Ltd. https://www.hirox.com
2-15-17 Koenji Minami,Suginami-ku,Tokyo166-0003,Japan
Tel:+81-3-3311-9911 Fax:+81-3-3311-7722 E-mail:tokyo2@hirox.com
Hirox-USA Inc. http://www.hirox-usa.com
100 Commerce Way, Hackensack, NJ 07601
Tel:+1-201-342-2600 Fax:+1-201-342-7322 Toll-Free:(866)HIROX-US E-mail:info@hirox-usa.com
Hirox China Co.,Ltd. http://www.hirox.com.cn
Room 809, 8th Floor, Fortune International Plaza, No.43 Guo-Quan Road, Shanghai 200433, China.
Tel:+86-21-6564-7772 Fax:+86-21-3362-5017 E-mail:info@hirox.com.cn
Hirox Korea Co.,Ltd. http://www.hiroxkorea.com
B-501 Acrotower Bldg, 1591 Gwanyang-dong, Dongan-ku, Anyang-city, Gyeonggi-do, 431-908, Korea
Tel:+82-31-385-1130 Fax:+82-31-385-9730 E-mail:yoon@hiroxkorea.com

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

Hirox Asia Ltd. http://www.hirox-asia.com
Unit 827, 8/F, Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
Tel:+852 8198-9679 Fax: +852 3015-7657 E-mail:info@hirox-asia.com
Hirox Europe Ltd. http://www.hirox-europe.com
Jyfel, 300 RN 6 Le Bois des Côtes, Bâtiment A F-69760 Limonest, France
Tel:+33 426 25 03 40 Fax:+33 426 23 68 13 E-mail:info@hirox-europe.com
本書の内容はお断りなく変更することがありますのでご了承下さい。

PHP-2005-C057-A_
APP-P2005-0106

絶対的、
高精細画像。

操作性、臨場感、正確さ。
テレセントリックレンズのポテンシャルを最大限に集約。
レンズメーカーとして確かな実績を積み重ねてきたハイロックスが試行錯誤の末、新たに開発したテレセントリックズームレンズ。

HR-1020E

デジタルマイクロスコープシステムがレンズ倍率情報を認識して、高解像度テレセン電動ズームレンズ【10~200 倍】

ステージコントロール、撮影条件などと連動することで、これまでにない操作性を実現しました。

●

高解像度で鮮明に映し出す大口径レンズ●

圧倒的な操作性を実現した電動制御レンズ●

歪みを徹底的に抑えたテレセントリックレンズ●

観察倍率 1 0 倍から対応する広視野高精細ワンショット撮影

フレキ基板

2

3

電動レンズ、電動スタンドで飛躍するユーザビリティ
レンズのズーム部、ターレット部、ライトセレクタ部の電動制御を搭載し、3 軸電動スタンドとシステムを組むことでフル電動、全自動システムを実現しました。
対象物をステージに載せれば、アプリ上のメニューをクリックするだけで誰でも簡単に操作できます。

電動ズームレンズで、ワンクリック倍 率 変 換● ●

電動スタンドで 、 精 密 制 御
全自動システム で リ モ ー ト 観 察 を 実 現

● 

4

5

Hi s t o r y

光学レンズとともに生きるH i r o x
光学メーカーのデジタルマイクロスコープ

ハイロックスの歩み
昭 和初期、創業 者の先 代はレンズ 先

大きく映し出すことで、複数の人が観察

業界最高倍率を誇る 7000 倍ズームレ

進国ドイツからレンズの研磨技術を持ち場面を共有できる、まったく新しい拡大

ンズ、まるで対象物を手に持って眺め回

創業時から今まで、 私たちは変わらず守り続けている３つの信 条があります。

帰り、日本でいち早くレンズづくりをは観察の提案でした。デジタルマイクロス

しているかのような、立体動画を実現さ

まずは、 心 地よい、ストレスフリーの観察環境。

じめました。ハイロックスを創業してかコープが主力製品となってから、絶妙なせた 360 度回転のロータリヘッド。光学らはテレビ用、8 ミリ用の各種レンズ生

陰影を映し出す照明装置の工夫や、クリメーカーならではの、あらゆるテクニッ

産を主軸とし、1985 年にデジタルマイ

アな画像が広がる深い被写界深度を実クを駆使して光、影、色を自在に操り、クロスコープの前身となるビデオマイク

現し、ハイロックスはよりリアルな立体

圧倒的な映像美をお届けしています。そ

観る人の体の一部となるような扱いや すさで、人にやさしい機 材の開 発を目指します。
次に、 絶 対 的なリアリティ。長年培ってきたレンズ技 術をコアに、 真 実の画 像をどこまでも追 求します。
そして最 後は、ユーザーの期待に応え、結果を出す誠 意 。
細やかなカスタムメイドに対応できるのは、小回りのきくハイロックスの強みでもあります。
妥協を許さないものづくり。それは業界のパイオニアとしての使 命です。

1985

6

1988

1996

1999

2000

2002

ロスコープ KH-2000 を開発販売致しま視の世界へと歩みを進めました。照明として、レンズとともにより優しい操作性した。それは、長時間同じ姿勢で顕微鏡の一体化により、見たいものをより見やを求めてデジタルマイクロスコープの世をのぞき込む観 察者の疲労と負担を大すく、さらに見えなかったものまで映し界を開拓し続けます。

きく緩和し、鮮やかな画像をモニタ上に出すことに成功したレンズシステム。

2006

2011

2015

2016

Now

7

D i g i t a l M i croscope

Hi r o x L e n s Series
0X

20X
35 X-350 X

HR-10CE / HR-10C

40X

100X

200X

500X

70 X-700 X

20X-800X

50 X-400 X
20 X-160 X

6X-320X

10 X-200 X

HR-1020E
MXB-050Z

0 X-50 X
0 X-20 X

アダプタ装着時の倍率

高解像度電動レボズームレンズ 20~2500倍

高解像度電動レボズームレンズ 20~5000倍
HR-5000E

HR-2016E

高解像度レボズームレンズ 20~2500倍

高解像度レボズームレンズ 20~5000倍

低倍率 ズームレンズ 20~160倍

中倍率 電動ズームレンズ 50~400倍

高解像度電動ズームレンズ 対物レンズ交換式

マクロズームレンズ

マクロレンズ

中倍率 ズームレンズ 50~400倍

高解像度ズームレンズ 対物レンズ交換式

H R- 2 5 0 0 E
H R- 2 5 0 0

HR- 5 0 4 0 E
HR- 5 0 4 0

8

H R- 1 0 C E

700X-7000X

20 X-5000 X

HR-2016E / HR-2016

HR- 1 0 2 0 E

10000X

20 X-2500 X

HR-5040E / HR-5040

高解像度テレセン電動ズームレンズ 10~200倍

5000X

140X-1400X

HR-2500E / HR-2500

※

2000X

350X-3500X

HR-5000E / HR-5000

MXB-MACRO

1000X

HR-5000

M XB -050Z

低倍率 電動ズームレンズ 20~160倍

HR-2016

M XB -M ACRO

H R- 1 0 C

9D i g i t a l M i croscope

Hi r o x L e n s Series

高解像度テレセン電動ズームレンズ 10~200倍

高解像度電動レボズームレンズ 20~2500倍

H R- 10 2 0 E

HR- 2500E

計測ニーズの高まりを受け、低倍率時の計測においてより効果を発揮する10倍～200倍の倍率をカバー

高解像度レボズームレンズ 20~2500倍するテレセントリックレンズを開発。低倍率で広視野でありながら歪みの少ない画像をとらえます。電動HR- 2500

制御により初めてデジタルマイクロスコープに触れるユーザーも簡単に操作可能です。

対物レンズが3本ついたレボルバ式レンズになり、十分な作動距離を確保しつつ、20～2500倍の光学倍率比125倍をカバーする万能レンズです。ライトセレクタ機能により対象物に合わせて明視野照明・
暗視野照明・混合照明が照射可能です。ズーム部、ターレット部、ライトセレクタ部に電動機構を備えたタイプはレンズを触ったことが無いユーザーでも簡単に操作可能です。
型式
倍率

Wide-Range

HR-2500E
20

30

50

80

HR-2500
120

140

Mid-Range
High-Range

140
350

200
500

400
1000

600
1500

800
2000

1000
2500

作動距離
視野
モータ制御

Wide-Range：18㎜/

Mid-Range：10㎜
15.4㎜～0.12㎜

あり （ズーム部 / ターレット部 / ライトセレクタ部）/

High-Range：10㎜
─

高解像度電動レボズームレンズ 20~5000倍

HR- 5000E
高解像度レボズームレンズ 20~5000倍

HR- 5000
20~5000倍の光学倍率比250倍をカバーする、高倍率観察に対応
型式
倍率
作動距離
視野
モータ制御

10

20

30

50

HR-1020E
90
100
54㎜
30.5㎜ ~1.52㎜
あり （ズーム部）

したレボルバ式レンズです。対象物を低倍率広視野で観察ポイント
120

150

200

を探し、観察ポイントが見つかれば、そのまま高解像度観察が実現できます。ライトセレクタによる照明切替機能で、どんな対象物にも適した照明で観察が可能です。
型式
倍率
作動距離
視野
モータ制御

10

Wide-Range
Mid-Range
High-Range

HR-5000E
20
30
140
200
700
1000
Wide-Range：18㎜
/

50
400
2000
Mid-Range：10㎜
15.4㎜～0.06㎜
あり （ズーム部 / ターレット部 / ライトセレクタ部）

HR-5000
80
120
600
800
3000
4000
/
High-Range：3㎜

140
1000
5000

─

11

D i g i t a l M i croscope

Hi r o x L e n s Series

低倍率 電動ズームレンズ 20~160倍

高解像度電動ズームレンズ 対物レンズ交換式

HR-2016E

HR- 10CE

低倍率 ズームレンズ 20~160倍

高解像度ズームレンズ 対物レンズ交換式

HR-2016

HR- 10C

絞り機構を備え、深い被写界深度で高低差のある対象物でも鮮明

対物レンズ6種類に対応した同軸落射10倍ズームレンズになります。

な画像を観察できる小型レンズです。また作動距離を十分確保し、業界最高倍率7000倍の観察も可能。高い拡張性とクラス最高レベ

作業性も良く、スタンドに置けない大きい対象物を観察する際に効果

ルの高解像度レンズで迫力ある拡大観察を実現します。

的なハンディ観察も対応できます。標準時の20～160倍の倍率域が変倍アダプタを装着することで、6～320倍の観察にも対応します。
型式
倍率

HR-2016E
20

30

HR-201640

作動距離
視野
アダプタ認識機能
モータ制御

50

80

100

型式
130

160

44㎜
15.4㎜～2.0㎜

倍率あり ※アダプタはワンタッチ装着あり（ロータリーヘッド部 ※ロータリヘッドアダプタはオプション）あり（ズーム部 / ロータリーヘッド部 ※ロータリヘッドアダプタはオプション）※低倍率･高倍率アダプタ装着の際は、6～48倍、40～320倍に変倍し、視野･作動距離が変わります。

OL-35

35

HR-10CE
50

75

100

125

150

HR-10C
200

250

350

OL-70Ⅱ
OL-140

70
140

100
200

150
300

200
400

250
500

300
600

400
800

500
1000

700
1400

OL-140Ⅱ
OL-350Ⅱ
OL-700Ⅱ

140
350

200
500

300
750

400
1000

500
1250

600
1500

800
2000

1000
2500

1400
3500

作動距離
視野

700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
OL-35：34㎜ / OL-70Ⅱ：21㎜ / OL-140：30.5㎜ / OL-140Ⅱ：12㎜ / OL-350Ⅱ: 10.6㎜ / OL-700Ⅱ：3.4㎜
9.83㎜～0.04㎜

モータ制御

中倍率 電動ズームレンズ 50~400倍あり （ズーム部）

7000

─

マクロズームレンズ ／ マクロレンズ

HR-5040E

MXB- 050Z ／ MXB- MACRO

中倍率 ズームレンズ 50~400倍

大きな対象物の全体像から部分拡大までをカバーする低倍率レンズ

HR-5040です。デジカメを扱うような感覚で簡単に高水準な拡大観察が行えます。マクロレンズは対象物との距離により倍率が可変し、0～20倍長い作動距離を確保し作業性に優れた大口径ズームレンズです。大

をカバーします。

口径レンズならではの高画質で臨場感ある観察を実現します。標準時の50～400倍の倍率域が変倍アダプタを装着することで、20～800倍の観察にも対応します。

MXB-050Z

型式
倍率
作動距離
視野
アダプタ認識機能
モータ制御

HR-5040E
50

100

HR-5040
150

200

250

300

350

400

54㎜
6.1㎜～0.78㎜
あり ※アダプタはワンタッチ装着あり（ロータリーヘッド部 ※ロータリヘッドアダプタはオプション）あり（ズーム部 / ロータリーヘッド部 ※ロータリヘッドアダプタはオプション）

型式
倍率
作動距離
視野

0~5

MXB-050Z
5
10
20
30
40
∞~90mm※0~5xの際のWDは可変∞~61㎜、61㎜~6.1mm

MXB-MACRO50

MXB-MACRO
0~20x
―
―

※低倍率･高倍率アダプタ装着の際は、20～160倍、100～800倍に変倍し、視野･作動距離が変わります。

12

13

D i g i t a l M i croscope

Hi r o x A c c es so r y Series

ロータリヘッド

拡散照明

低倍率･高倍率

透過偏光

360°
回転するプリズムを介して、斜め方向からのダイナミックな光学

光をあらゆる方向に拡散させることで、方向性を持たず対象物にズームレンズが備えている倍率域をさらに低倍率域･高倍率域まで

対象物の下から照明を照射する透過照明での偏光観察が可能で3Dリアルタイム観察を実現します。これによって、形状の把握やわず

均一に光を照射します。強い反射を抑えると同時に、暗い部分は拡張することができます。1本のレンズのズーム倍率が広がることで観す。透明なフィルム、生物、でんぷん粉体などの観察に効果を発揮しかな凹凸の発見などに効果を発揮します。角度可変ロータリヘッドは

明るくします。リング反射が起こる電球や金属表面などの観察に察領域が増し、多くの対象物の観察が可能になります。

ます。

プリズムの角度を4段階（25°
,35°
,45°
,55°
）に設定できます。

有効です。

モーター

QFP

磁気ヘッド

でんぷん粒子

可変照明

偏光

同軸落射

ハンディ観察

照明の照射角度を任意に変更(落射~サイド)することが可能です。角

特定の光の波長をカットすることで、反射光を抑えて対象物を鮮明

照明をレンズ光軸と平行に照射する明視野照明での観察が可能でレンズと対象物を接触させてレンズを固定した状態で手ブレ効果を度の変更により表面の凹凸形状がさらに観察しやすくなり、バリ、キに描写します。印刷物や基板、肌などコーティングした表面の下の層す。フラットで反射率の高い鏡面、研磨面などの表面状態観察に有抑えた観察が出来ます。ステージに載せられないお大きな対象物、ズなども容易に判別できます。

の表面を観察する際に、見えなかった表情を引き出します。

効です。

採取できない対象物などのハンディ観察時に効果を発揮します。

ファブリック14

溶接の溶け込み

HDDプラッタ汚れ

自動車フロントバンパー

15

D i g i t a l M i croscope

Hi r o x S t a nd Series

高精度アングルスタンド

0.05㎛の緻密なコントロール
電動XYステージが標 準搭載した3軸電動アングルスタンドを新たに開 発 。
Z 軸ダイヤルは微 粗 動 切替スイッチ付きで、シームレスかつ直 感 的な操作が可能です。
スタンドのポール部は90°傾きまで対応しており、

大型電動XYステージ

真横からの観 察も可能です。

100mm×100mmの有効ストロークをもった高精度大型電動XYス

更に角度センサーにより斜め何度からの観察かも認 識します。

テージもラインナップに加わりました。大きい対象物の観察、広い視野での画像連結撮影などのシーンで緻密なステージコントロールで

電動XYステージは手 動タイプ、50×50mm 電動タイプ、オペレータをサポートします。

1 0 0×1 0 0 m m 電 動タイプの3タイプに対応しております。
透過照 明をスタンドに内蔵 することで、落射、 透 過同時 照 明にも対応し、全てが電 動で精 密に稼働し、各種センサがオペレータをサポートすることで、微粗動ダイヤル

今までにないストレスフリーな観察を実現します。

シリンダ

デュアルライト回転ステージ

指向性の高いLED照明を2点からフレキシブルに照射できます。観察

ウエハー観察に有効な回転ステージの装着も対応可能です。4イにおいて重要な要素である照明の選択肢が広がることで、フラットな

ンチ、5インチ、6インチサイズは掘り込みによって固定できます。8

樹脂や金属部品の微細な凹凸、透明フィルムやガラス内のキズなインチ以上のサイズも対応可能です。

ど、対象物をより鮮明に映し出します。
スタンドポール傾きセンサ

透過照明LED

ステージ･レンズ
高さセンサ

電動XYステージ
50×50mm/
100×100㎜

実装部品

16

ウェハ

17

D i g i t a l M i croscope

Hi r o x D i g ita l M i cro s co p e Series

選べる

デジタルマイクロスコープシステム

HRX-01

フラッグシップモデル
HRX-01はパソコンと接続して使用する5Mカメラ、4K解像度対応のデジタルマイクロスコープです。レンズ、スタンドが電動制御対応で、対象物をステージに載せれば、スタンド、レンズに触れることなく、観察が可能です。またオペレータの必要な機能に応じたシステムを自由に選択できるので、必要最低限のシステムで初期投資を抑え、後カメラ、レンズ、スタンド全てを見直して、から機能を追加してシステムを拡張することができます。

デジタルマイクロスコープのシステム一式を新たに設 計 ・ 開 発しました。
ユーザーのご用途により細かく対 応 すべく、フラッグシップ、スタンダードの2 モデルをラインナップし、それぞれ がさらに用途に合わせて機能を選べる設計にしました。

RX-100

スタンダードモデル
RX-100はHRX-01と同様にパソコンと接続して使用して頂くシステムです。拡大観察に必要な、観る、撮る、測るの機能は十分に有した
デジタルマイクロスコープです。フラッグシップモデルと同じ観察倍率域をカバーしたレンズラインナップを用意しております。

18

19

D i g i t a l M i croscope

S a m p l e I m ag e
電子・電機・半導体

ICチップパターン

化学・医療・製薬

ソーラーパネル

打錠機クラック

CPU背面

インク跡

自動車用パワーモジュール

自動車・金属・精密部品

6枚刃ドリル先端

20

ペアン止血鉗子

化粧品

バイオ・農業・食品

フィルター

樹皮

ギア

花托（植物）

6枚刃ドリル先端3D

ミツバチ

スティックシュガー21

D i g i t a l M i croscope

観る
新たなカメラとレンズで徹底追及した観察性能

ライブHDR

ガイドマップ

今までのHDR 処理はコントラスト調整した画像を合成した静止画でし取り込んだ画像をマップとし、電動XYステージの位置情報と連動がでたが、リアルタイムでHDR 処理した映像で観察が可能になりました。

きます。低倍率の画像をマップとすることで、高倍率で視野が狭くなった際でもどの位置を観察しているかが一目で分かります。

コネクタ

基板

撮影設定再現機能

自動最適化

保存した画像の撮影条件を、 リアルタイム映像の撮影条件に反映さリアルタイム映像に対して最適なカメラ設定をワンクリックで切り替えせることが出来ます。 過去に撮影した対象物と同系統の際に、 常にます。微妙な色味の調整を必要とするユーザーの為にも、細かい撮影同条件で観察･撮影することが可能です。

設定も用意してます。

ライブフォーカス
立体的な対象物であっても、 観察エリア
全面にピントが合った鮮明な画像を一瞬で作成します。 初心者の方でもワンクリック
で操作できるため、 観察現場での作業性が格段に上がります。

蝶の羽

22

毛

植物（葉）

23

D i g i t a l M i croscope

撮る
対象物の形状、
質感を
ありのまま
記録する
高品質撮影

画像連結
倍率を高くすれば解像度は上がるが視野が狭くなるという光学顕微鏡の常識を超え、 高解像度かつ広視野の画像作成を実現します。 新型電動スタンドにより、 1 視野ではおさまらない
範囲でも最大 50000×50000ピクセ
ル分の連結した画像が作成可能です。
深度合成を掛けあわせることで3 次元での広視野画像も作成できます。

高品質画像保存
高解像度レンズと最適な照明で映し出した

基板

対象物のリアルな表情を最高品質のまま静止 画、 動 画 で 記 録します。 静 止 画 はBMP、 TIFF、 JPEGの保存形式に対応し、動画は1 本最大 200 分まで録画できます。
金属キズ

ポジション録画

タイマー録画

あらかじめ登録したXY座標値に自動で移動し、次々に撮影します。オー

設定した時間ごとに自動で画像を保存する機能で、 長時間経過観察

トフォーカス機能と組合せで鮮明にピントが合った撮影が可能です。

が必要な対象物に有効です。 時間経過によって対象物の形状が変化する場合でも、 オートフォーカス機能でピントを逃すことはありません。

mm
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 mm

ドリル刃先

ゼブラフィッシュ25

D i g i t a l M i croscope

測る
様々な検査シーンで活用できる
直感的に使える
豊富な計測ツール

粗さ計測
プロファイル上に粗さ曲線、うねり曲
線を表示し粗さ測定 (Ra、 Rz、 Rzjis)
が可能です。 カットオフ値も選択可能です。 対象物の表面の違いを数値で表すことができます。

多彩な計測ツール
対象物のキズの大きさ、 深さ、 精密部品の仕上り寸法、高さ寸法など観察だけでなく、数値によるアプローチも実現します。 対象
物の長さ、角度、 面積、円弧など2D計測

ドリル

だけでなく、 深さ、 高さ、 体積など3D計測など実用的かつ簡単にご使用頂ける豊富な計測ツールに対応しております。

オートカウント

体積・表面積計測

輝度、 RGB 値に基づいて今まで以上に正確に自動検出します。 ヒス

3D画像上で計測したい箇所を指定するだけで、指定箇所の表面積、トグラムを作成して輝度を抽出、 画面上をクリックして色を抽出するこ体積の計測が可能です。

とで、 個数、 面積、 面積率などを計算します。

コイル

26

中空糸

銅精密部品

27

D i g i t a l M i croscope

測る
その他の機能針状粒子計測金属粒界計測通常の画像解析では重なって1 つの対象とみなされてしまう、 交錯

研磨した金属組織を観察する際、 通常の2 値化では処理ができなしあった針状粒子を1 本 1 本を分離して計測することが可能です。 ガ

い境界を特殊なアルゴリズムによって認識、 分離して粒子径や面積

ラス繊維やワイヤーなど細長く、 重なりやすい対象物の長さ、 幅、などを計測することが可能です。

針状比、 個数などを計測します。

コンタミ検査メンブレンフィルタ上の異物やウエハー表面のキズ検出などに効果を発揮する解析・検査ソフトにも連動します。

航空材料ウィスカ

金属組織

微小な粒子やコンタミのカウント、 面積計測が可能で、洗浄度測定に関する規格 (ISO160232、 VDA19.1) に準拠したレポート作成も実現します。

Excel 転送

リモート観察画像情報、 計測画像、 計測リスト、 統計などのデータをワンクリッ

電動ズームレンズ、 電動スタンドシステムだからこそできる新たな観クでExcel に転送します。 テンプレートはカスタマイズ可能で、 パソ

察スタイルです。 インターネット、社内ネットワークに関わらず、ネッ

コンとの親和性がさらに高まります。

トワークに接続されたパソコンに専用ソフトをインストールすれば、別の場所からでも倍率操作、 ステージ操作ができ、 リアルタイムで観察、 計測、 記録が実現できます。

半導体上のコンタミ（UV照明/暗視野照明）

28

excel転送※この見開きページ機能は別途オプションソフトが必要です。

29

D i g i t a l M i croscope

Cus tomize Line Up
デジタルマイクロスコープで絵 画を観る

Other Case

オランダの美術館が所蔵するフェルメール作『真珠の耳飾りの少女』を検証するプロジェクトにHIROXEUROPEスタッフが参画しました。本プロジェクトは2週間にわたって美術館内で行われ、来場者が見学できるようガラス張りスペース内で進められました。絵画全体を撮影するため、非常に広い稼働領域をもつ
XYZ3軸電動スタンドを作成しました。

撮影風景・映像

セットアップの様子

観察システムの設置、検証風景はQRコード先の弊社WEBサイトにて公開中です。

ガラス板、 大型基板、 絵画など大きい対象物に対応する大型スタンド。

❶

❷

❸

ステージに乗らない大型対象物の観察が可能なポータブルタイプ。

Copyright : Mauritshuis ≪ Girl with the pearl Earring - Johannes Vermeer ≫円盤状の対象物を回転させながら、 端から中心まで観察できるスタンド。
12インチウェハにも対応。

Copyright : Mauritshuis ≪ Girl with the pearl Earring - Johannes Vermeer ≫■システム構成

❶ 右目

140 倍

❷ イヤリング

35 倍

❸ 唇

140 倍

モニタ一体型パソコン
門型スタンドデジタル
マイクロスコープ
メインユニット

35〜5000倍
ズームレンズ
電動Z軸
フォーカスブロック
高さ計測

電動XYステージ※絵画全体を35倍で9000枚以上撮影し、データ化しました。光学メーカーならではのレンズで、1つ1つの画像はインクのひび割れまでリアルに鮮明に映し出してステージ上に置けない対象物に効果を発揮するフレキシブルアームスタンド。

います。さらに、瞳、イヤリング、青のスカーフ、唇など、研究者が注目する部分を140倍で撮影し、3Dデータ化し、インクの厚みを計測しました。

30

31

D i g i t a l M i croscope

Hi r o x S y s tem Lin e Up
レンズ

電動ズームレンズ（HRX-01対応）／ズームレンズ（HRX-01、RX-100対応）

アダプタ

H R- 1020E

AC -1020S

AC -1020D

AC -1020P

AC -1020C

高解像度テレセン電動ズームレンズ（10〜200倍）

サイド照明アダプタ

拡散照明アダプタ

偏光照明アダプタ

同軸落射アダプタAC -2016S

AC -2016D

AC -2016V D

AC -2016R

AC -2016P

AC-2016LOW

AC-2 0 1 6 HI

AC-2 0 1 6 HI D

可変照明アダプタ

拡散照明アダプタ

WD可変拡散照明
アダプタ

ロータリヘッド
アダプタ

偏光アダプタ

低倍率アダプタ

高倍率アダプタ

高倍率拡散照明アダプタ

AC -5040S

AC -5040D

AC -5040V D

AC -5040RV

AC -5040P

AC-5040LOW

AC-5 0 4 0 HI

可変照明アダプタ

拡散照明アダプタ

WD可変拡散照明
アダプタ

角度可変ロータリヘッド
アダプタ

偏光アダプタ

低倍率アダプタ

高倍率アダプタ

H R X-01/ R X -100
デジタルマイクロスコープ

カメラユニットパソコン

H R- 2016E

HR- 2016

低倍率電動ズームレンズ（20~160倍）

低倍率ズームレンズ（20~160倍）

H R- 5040E

HR- 5040

中倍率電動ズームレンズ（50〜400倍）

中倍率ズームレンズ（50〜400倍）

H R- 2500E

HR- 2500

高解像度電動レボズームレンズ（20〜2500倍）

高解像度レボズームレンズ（20〜2500倍）

H R- 5000E

HR- 5000

高解像度電動レボズームレンズ（20〜5000倍）

高解像度レボズームレンズ（20〜5000倍）

スタンド
H R- 10CE

HR- 10C

高解像度電動ズームレンズ（対物レンズ交換式）

高解像度ズームレンズ（対物レンズ交換式）

M XB - 050Z

3D計測ソフト

マクロズームレンズ

HRS-TL 	
画像連結ソフト（2D、3D）
SP-Softwa re

AC -R E V-D

AC -R E V-P

拡散照明アダプタ

暗視野偏光アダプタ■ AD -25S1

AD -25S2

AD -25S3

AD -25S4AD B -25P1

AD -25P2

AD-2 5 R1

片射アダプタ

固定絞りアダプタ

可変絞りアダプタ

中心絞りアダプタ

偏光アダプタ
（2個1組）

単波長アダプタ

オプティカルロータ
アダプタ

コンタミ検査ソフト

OL -35

OL -70 II

OL -140/ OL -140 II

OL -350 II

OL -700 II

NR-4 0 5 -OL

対物レンズ35-350倍

対物レンズ70-700倍

対物レンズ140-1400倍

対物レンズ350-3500倍

対物レンズ700-7000倍

OLシリーズ用リング照明

ST-AS

ST-AS

ST-AS

ST-G

高精度アングルスタンド

高精度アングルスタンド

高精度アングルスタンド

高精度スタンド

AS-50

AS-100AS-M

FB-M

高精度電動XYステージ【50×50mm】【透過照明対応】

高精度電動XYステージ【100×100mm】【透過照明対応】

手動XYステージ【透過照明対応】

高精度ブロック

XY-CB

透過用ステージブロック

マクロレンズ

HRX-01モデル
2D計測

RX-100

3D計測システム
日頃の解析で凹凸形状の立体観察が多い方
HRX-01

●

3D計測
※2

画像連結

RX-100画像連結システム
高解像度・広視野の観察が多い方
HRX-01●RX-100

フルシステム多種多様なサンプルを様々な方法で観察したい方
HRX-01●RX-100
●

ー

●

ー

●

ー

ー

●

●

※1

※1

※1

※1

電動ズーム

●

▲

●

▲

●

▲

●

▲

PCモニタ解像度

4K

Full HD

4K

Full HD

4K

Full HD

4K

Full HD

※1：高解像度テレセン電動ズームレンズ：HR-1020Eについては、 “RX-100”に接続可能です。
※2：画像連結（オプション機能）：電動XYステージが必ず必要となります。

32

XY-GB2

透過用XYステージ

M XB - M ACRO

標準システムデジタルマイクロスコープの基本機能を標準搭載■は付属品です。

スタンド

ソフトウェアHRS-3D

AC -R E V-S

サイド照明アダプタ

ST-H L

AS-X Y L

AC -ST-D L

AC -ST-R

AC-ST-P

大型スタンド大型スライドステージ

デュアルライト回転ステージ

透過偏光フィルタ

33

D i g i t a l M i croscope

S pe c i f i c a t i o n

HR X -0 1 フラッグシップモデル

RX- 100 スタンダードモデル■ 基本仕様カメラ■ 推奨パソコン モニタ

画像処理
エンジン

光源

インターフェース

使用環境

電源

重量
外形寸法
（突起部除く）Windows10 64bit

CPU

インテル Corei7 第7世代以降

メモリ

32GB 以上

×2048（V）
2448（H）

HDD/SSD

512GB 以上

2040（H）
×1530（V）

インターフェース

USB3.0（タイプA）×4

解像度

4K解像度 3840×2160

撮像素子
映像表示 画素数

500万画素

解像度

パソコン

走査方式

プログレッシブスキャン

ユニットセルサイズ

3.45μm（H）
×3.45μm（V）

フレームレート

50fps（ Max）

モニタ

PC

カメラ

カメラ映像設定■ 推奨パソコン モニタ
撮像素子

2/3型 CMOSイメージセンサ
グローバルシャッタタイプ

映像表示 画素数

320万画素画像処理
エンジン

1632（H）
×1224（V）

USB3.0（タイプA）×4

解像度

Full HD解像度 1920×1080

HDR機能

リアルタイム表示 / 25fps（Max）

ランプ

高輝度LED

ライブHDR

ランプ寿命30,000時間（参考値）

カメラ映像最適化
撮影設定再現■ アプリケーション

30,000時間（参考値）

カメラ映像最適化

色温度

5700K（Typ.）

撮影設定再現

色温度

5700K（Typ.）

PC出力USB3.0（タイプB）
×１

オートフォーカス機能 ※1

PC出力USB3.0（タイプB）
×１

専用スタンド出力

専用コネクタ×１

専用スタンド出力

専用コネクタ×１

カメラ映像設定
カメラ映像モード選択

観察機能

オートフォーカス機能 ※2
ライブフォーカス機能 ※2

拡張USBポートUSB3.0（タイプA）
×２

デジタルズーム機能

拡張USBポートUSB3.0（タイプA）
×２

デジタルズーム機能

周囲温度

5~40℃

XYステージマップ機能 ※2

周囲温度

5~40℃

XYステージマップ機能 ※3

周囲湿度20~80%（ただし氷結、結露なきこと）

ガイドマップ機能

周囲湿度20~80%（ただし氷結、結露なきこと）

ガイドマップ機能 ※3

保存温度-15～50℃（ただし氷結、結露なきこと）-15～50℃（ただし氷結、結露なきこと）

雰囲気

腐食ガスのないこと

3D構築機能（リアルカラー、サーフェス、ワイヤーフレーム）

保存温度
雰囲気

腐食ガスのないこと

3D構築機能 ※2（リアルカラー、サーフェス、ワイヤーフレーム）

※2

※1

使用環境

汚染度

2

上下分割、左右分割、4分割

汚染度

2

過電圧カテゴリー

Ⅱ

静止画録画（BMP、TIFF、JPEG）

過電圧カテゴリー

Ⅱ

定格電圧AC100V~240V 50/60Hz

動画録画（WMV）

定格電圧

AC100V~240V 50/60Hz

消費電力

200W

消費電力

200W

本体部

約2.5kg

本体部

約2.5kg

ポジション録画

カメラ部

約1kg

カメラ部

約1kg

本体

幅130㎜×高さ243.6㎜×奥行275㎜（縦置きスタンド含む）

直線、円、円弧、角度、周囲長、面積、円間距離、垂直線、
X軸間、Y軸間、XY軸間、平行線、手動カウント

本体

幅130㎜×高さ243.6㎜×奥行275㎜（縦置きスタンド含む）

対応方式

HRレンズシリーズ
手動ズームレンズ※1

表示モニタ解像度

Full HD解像度

分割・表示

録画

タイマー録画
ポジション録画
直線、円、円弧、角度、周囲長、面積、円間距離、垂直線、
X軸間、Y軸間、XY軸間、平行線、手動カウント
自動計測、色抽出、自動面積、自動幅

対応方式

HRレンズシリーズ
電動ズームレンズ / 手動ズームレンズ

計測・統計リスト表示

表示モニタ解像度

4K解像度

Line検出点吸い付き機能

エッジ吸い付き機能

3840×2160■ レンズ（HRレンズシリーズ）
観察対応倍率ズーム部/ターレット部

制御方式

0～7000倍

粗さ計測（Ra、Rz、Rzjis）

電動 / 手動

プロファイル比較

自動倍率認識機能あり

アダプタ認識機能あり

3D計測（オプション）

ベース部
高精度
アングルスタンド（ST-AS）

傾斜角度センサー
ステージ位置上下動機構
LED透過照明内蔵、外部補助照明接続対応

画像連結 ※3（オプション）
コンタミ検査ソフト ※3（オプション）

ステージ分解能：0.05μm
ステージ移動量：80mm

その他

外形寸法
（突起部除く）レンズ制御
PC

ズーム部/ターレット部あり

傾斜スタンドタイプ（傾斜角度範囲：右90°左60°）

3D：20000×20000pixel

傾斜角度センサー

耐荷重：3㎏

ステージ移動量：76mm×51ｍｍ
耐荷重：1㎏

ステージ分解能：0.05μm
ステージ移動量：80mm

画像連結 ※3（オプション）
コンタミ検査ソフト ※3（オプション）

2D：20000×20000pixel
3D：10000×10000pixel
なし
コメント・図形入力機能

その他

言語切替機能ヘルプ機能：マニュアル

ステージモータ：2相ステッピングモータ※ 1 高精度アングルスタンド（ST-AS）と組み合わせることで、ご使用頂けます。
※2 高精度電動XYステージと組み合わせることで、ご使用頂けます。

XYステージ

ステージ分解能：0.15625μm
電動タイプ
ステージ天板サイズ：170×170mm / 240×235mm（AS-50/AS-100）
ステージ移動量：50×50mm / 100×100mm※1 高解像度テレセン電動ズームレンズ：HR-1020Eについては、”RX-100”に接続可能です。
※2 高精度アングルスタンド（ST-AS）と組み合わせることで、ご使用頂けます。
※3 高精度電動XYステージと組み合わせることで、ご使用頂けます。

耐荷重：3㎏

ステージ天板サイズ：240×180mm
手動タイプ（AS-M）

面積、体積計測

ステージモータ：5相ステッピングモータ

ステージモータ：2相ステッピングモータ
ステージ分解能：0.15625μm
電動タイプ
ステージ天板サイズ：170×170mm / 240×235mm（AS-50/AS-100）
ステージ移動量：50×50mm / 100×100mm

ステージ位置上下動機構
LED透過照明内蔵、外部補助照明接続対応

ヘルプ機能：マニュアル

ポイント高さ計測

補正機能（平面補正、ノイズ除去、スムージング、高さ反転）

2D：50000×50000pixel

Z軸ブロック部

あり

プロファイル比較
3D計測（オプション）■ スタンド/ステージ

言語切替機能計測・統計リスト表示

粗さ計測（Ra、Rz、Rzjis）

手動 ※1

アダプタ認識機能

高精度
アングルスタンド（ST-AS）

自動計測、色抽出、自動面積、自動幅

高さ計測（平均高低差、最大高低差）、角度、幅、半径

面積、体積計測

ベース部

タイマー録画

Line検出点吸い付き機能

0～7000倍制御方式

動画録画（WMV）

エッジ吸い付き機能

1920×1080■ レンズ（HRレンズシリーズ）

あり

あり

録画

エクセル転送観察対応倍率

上下分割、左右分割、4分割
静止画録画（BMP、TIFF、JPEG）

2D計測

自動倍率認識機能

コメント・図形入力機能

ステージモータ：5相ステッピングモータ
Z軸ブロック部

重量

ポイント高さ計測

補正機能（平面補正、ノイズ除去、スムージング、高さ反転）
傾斜スタンドタイプ（傾斜角度範囲：右90°左60°）

電源

分割・表示

あり
高さ計測（平均高低差、最大高低差）、角度、幅、半径■ スタンド/ステージ

34

インターフェース

50fps（ Max）

ランプ寿命

インターフェース

512GB 以上

フレームレート

ライブHDR

ライブフォーカス機能 ※1

16GB 以上

HDD/SSD

3.45μm（H）
×3.45μm（V）

高輝度LED

観察機能

インテル Corei5 第7世代以降

メモリ

ユニットセルサイズ

ランプ

光源

Windows10 64bit

CPU

プログレッシブスキャン

リアルタイム表示 / 25fps（ Max）

カメラ映像モード選択

モニタ

OS

走査方式

HDR機能

エクセル転送XYステージパソコン

1958（H）
×1638（V）

解像度■ アプリケーション

2D計測
レンズ制御

■ 基本仕様OS

2/3型 CMOSイメージセンサ
グローバルシャッタタイプ

ステージ天板サイズ：240×180mm
手動タイプ（AS-M）

ステージ移動量：76mm×51ｍｍ
耐荷重：1㎏

35