2380R2
PRECISION MICROSCOPE

Manufactured by

歯科用マイクロスコープ

ブライトビジョン 2380R2

PRECISION MICROSCOPE

2380R2
Manufactured by

クリアで明るい術野視認性はもちろんのこと、片手でスピーディーに倍率変換、フォーカス調整、画像記録操作ができる新設計の顕微鏡ヘッド、堅牢かつ軽くスムーズに可動するアームシステム、高解像度術野記録システムなどを採用し、さまざまな場面において術者の快適な操作性を重視したマイクロスコープです。

OPERATION SYSTEM

長時間にわたる繊細な治療をささえる快適な操作性

クイックオペレーション

撮影（動画・静止画）

倍率切替

フォーカス調整

照明光量調整術者が施術に集中できるよう各種調整機能を可能な限り集約。倍率切替やフォーカス調整、照明光量調整、撮影（動画・静止画）を片手で無理なく操作することができます。

バランスアーム
新設計のバランスアームを搭載し、外部カメラなどのアクセサリー装着時における重量バランスの変化も繊細に調整することが可能です。

OPTICAL SYSTEM

クリアで明るい術野を医師に伝達するハイスペックな光学システム

ズーム式変倍機構
無段階に倍率調整可能な、ズーム式レンズを搭載。

1.8x19.4x

対物レンズ倍率

0.4x ～ 2.4x

総合倍率

1.8x ～ 19.4x

視野径（mm）

124 ～ 11.6

接眼レンズ倍率 12.5 倍装着 作業距離 200-450mm を想定

優れた光学特性を持つ医療用レンズ

バリオディストフォーカス

接眼レンズ、対物レンズには、医療用レンズとして広く対物レンズの焦点距離を 200 ～ 450mm の範囲使用されているドイツ SCHOTT 社製レンズを採用。

で調整することができ、術中に素早くフォーカシン優れた光学的特性により、クリアで明るい術野を映しだグが可能です。

します。

フォーカス
調整ノブ

アポクロマティックレンズ
対物レンズには、波長毎に屈折率が異なることから生200mmじる色収差（色ズレ）を高い精度で補正する、アポク
ロマティックレンズを採用。にじみのない鮮明な術野を視認できます。
250mm

450mm

アポクロマティックレンズ

通常のレンズ

赤・緑・青などの像面の前後的なズレが発生

三波長の色収差を補正

OPTICAL SYSTEM (OPTION)
マグプラス 1.5 機能 [MagPlus1.5]（オプション）
180°
双眼可変鏡筒後部 の 切 替ノブ により、接眼レンズ観察像の倍率を 50% アップすることが可能です。

標準時

50％アップ時

総合倍率

1.8x ～ 19.4x

2.7x ～ 29.1x

視野径124mm ～ 11.6mm

82.5 ～ 7.7mm

マグプラス 1.5 機能による倍率アップ像は、内蔵カメラ、外部カメラの記録画像には反映しません。

アングルロテーション機能（オプション）

レティクル 12.5X 照準レンズ（オプション）
レティクル（照準）付の接眼レンズ (12.5X)

マイクロスコープヘッドを傾斜させた場合左右どちらかの接眼レンズとして使用します。

でも、左右の接眼レンズ部を独立して水平を保ち、自然な姿勢で術野の観察が可能です。長時間にわたる施術による術者の疲労を軽減します。
（傾斜範囲：左右 25 度）

内蔵カメラ、外部カメラの記録画像には反映しません。
センタータイプ

各種レーザー保護フィルター（オプション）
使用するレーザーの波長に合わせて保護フィルター（オプション）を選択・装着し、レーザー治療時の術者の眼を保護できます。
LF40 ( 対応波長：Argon 488 ～ 514nm）
LF60 ( 対応波長：Diode 660 nm)
LF80 ( 対応波長：Diode 800 ～ 830 nm）
LF100( 対応波長：Diode 980nm & NdYag1064nm）

垂直使用時

傾斜使用時

アングルロテーション機能を追加する場合は、「アングルロテーションリング」、「アングルロテーションエクステンダー」が必要になります。

デュアルアイリスリング ( オプション )絞り値を大きくすると、フォーカスの合う範囲（被写界深度）を、より深くできます。

ビームスプリッター（オプション）+ デジタルカメラアダプタ２（オプション）
ビームスプリッターと各種カメラアダプターにより、市販のデジタルカメラを接続できます。
[ 接続例 ]
ソニー社のα6000 シリーズと組み合わせることで、高画質静止画撮影とフルハイビジョン録画が可能となるアダプターです。撮影データは、カメラ本体内のメモリーカードに保存できます。
α6000 シリーズはソニー株式会社の商標登録です。
カメラは別途ご用意ください。

無断階に絞り値を調節
絞り値を大きくすると明るさは低減します。

LIGHTING SYSTEM

術野を的確に照らすライティングシステム

TruLED 照明

LED 照明バックアップ機能

73,000 Lux（演 色 再 現 性（CRI:92）の LED

LED ランプが切れても、別回路のバックアップライトに切替

照明により、術野をより明るく鮮明に照らします。

できます。

【CRI (Color Rendering Index ／演色評価数）】 色の見え方が自然光（太陽光）下での見え方にどれだけ近いかを示す値。この数値が 100 に近いほど、自然な色としての視認性が向上します。

フィルター＆スポット 照明
オレンジとグリーンのフィルターに加え、４パターンの照明範囲セレクターを搭載し、マイクロアシスタントの眼への負担を軽減します。

セカンダリーライト（オプション）
セカンダリーライトを装着することで、照度を 200,000Lux以上（作業距離 250mm 時）にアップできます。

照度調整ノブ
照度位置調整ノブ

OUTPUT & RECORDING 優れた光学性能が捉えた鮮明なイメージを、高精細に出力4K カメラによる静止画と動画の記録および再生に対応
マイクロスコープヘッド内に 4K カメラ（解 像 度 :3840×2160) を搭載し、高精細な術野の撮影が可能です（※1、。左右の操作ハンドルに配置された※2）
撮影ボタン、または無線接続されたマウスの操作で動画および静止画を 2380 本体に挿入した USB メモリへ保存。また、記録された動画および静止画は、マウス操作でテレビモニターへ簡単に表示することができます。

ライブ映像と静止画、または静止画 2 枚の比較表示もできます

マウスでサムネイル画像から選択できます

動画も再生可能。スライダーで再生箇所を指定できます※1 4K カメラを内蔵していないモデルもございます。
※2 2K 以上の HDMI 入力に対応したテレビモニターを別途ご用意いただく必要があります。4K 画像を表示する場合は、4K 出力に対応した TV モニターが必要です。

SPECIFICATION
設置方式

オプション
アングルロテーション機能には、アングルロテーションリングとアングルロテーションエクステンダーの組合せ、または、アングルロテーションリングとビームスプリッター 2 アング

フロアスタンド

シーリングマウント

ルロテーション エクステンダータイ

アングルロテーション機能

フロアマウントプの組合せが必要です。

シーリングマウントタイプおよびフロアマウントタイプは、固定装置の設置工事が別途必要となります。設置工事は、専門施工業者への委託となります。詳細はご相談ください。

双眼可変鏡筒倍率

50％

レティクル 12.5X

セカンダリーライト

デュアルアイリス リング

レーザー
保護フィルターUP

マグプラス 1.5

ノーマル

記録
カメラ
ビーム
スプリッター

各種カメラ用アダプター

4K カメラ内蔵

外付けカメラ

ハンドルは 2 種類から選択できます。

カメラなし

TECHNICAl DATA

双眼可変鏡筒 180°

瞳孔間距離調節範囲

55 mm ～ 75 mm

接眼レンズ倍率

12.5×

視度調節範囲

±7D

総合倍率

1.8 倍～ 19.4 倍（ズーム式）

視野径（mm）

124 ～ 11.6（ズーム式）

照度>73,000lx ( 作業距離 250mm 時 )照明野

直径 87mm ( 作業距離 250mm 時 )寸法：架台（全高）1828mm

寸法：架台（ベース）

632mm × 632mm

2023-09300

180150632

1462

２００－４5０mm

双眼鏡

720

268

作業距離500632

マニュアルズーム式

1828

変倍方式

一般医療機器 機械器具 (25) 医療用鏡 可搬型手術用顕微鏡（36354020） 医療機器届出番号 :13B2X00022000129 号

製造販売元：

ペントロン ジャパン株式会社〒140-0014 東京都品川区大井 4-13-17 5F・6F
TEL. 03-5746-0316 FAX. 03-5746-0320

特定保守管理医療機器

製造元：ズーマックス メディカル社（中国）（Zumax Medical Co.,Ltd.)