デジタルストレージオシロスコープ
DCS-1000B シリーズカタログ

Digital Storage Oscilloscope

DCS-1000B Series
50MHz/ 70MHz/ 100MHz デジタルストレージオシロスコープ

DCS-1000B シリーズ

4CH モデル2CH モデル4CH モデル

機種名

DCS-1054B
DCS-1074B

標準価格

CH 数（税抜）

周波数帯域※1(–3dB)

サンプリングレート※2￥79,800￥85,800

44

DC ～ 50MHz

DCS-1104B ￥121,800
DCS-1072B ￥79,800
DCS-1102B ￥92,00042
2DC ～ 100MHz 最高 1GS/s

オプション名 型式

標準価格（税抜）

DS1B-SGM セグメント機能︓
DS1B-BUS シリアルバスデコード機能
DS1B-SRH サーチトリガ機能

DC ～ 70MHz
DC ～ 70MHz￥10,000￥10,000￥10,000

DC ～ 100MHz※1︓垂直スケールが 1mV/div に設定されている場合、自動的に 20MHz 帯域制限が設定されます。
※2︓4CH モデル︓最高 1GS/s（1CH 使用時）、、最高 500MS/s（2CH 使用時）、最高 250MS/s（全 CH 使用時）
2CH モデル︓最高 1GS/s（1CH 使用時）、最高 500MS/s（2CH 使用時）

I2C / SPI
UART
CAN/LIN

通常のメモリ取得

準備時間

次のトリガ

セグメント123

最大 29,000 セグメント45n

シリアルバスを選択

デコードデータ（16 進 /2 進を選択可能）

サーチイベントマーカ
波形メモリ長1000 ポイント
10K ポイント
100K ポイント
1M ポイント
10M ポイントセグメント数1 ~ 29,000
1 ~ 2,900
1 ~ 290
1 ~ 20
1~2

表示中のセグメント番号

ピークサーチ

総セグメント数

進行表示

停止アイコン

最初のセグメントからの時間

保存先

Remote Disk、外部 USB メモリまたは内蔵ディスク※間隔

波形データ 2 秒 ~ 2 分、画面イメージ 5 秒 ~2 分時間5 分 ~ 100 時間 (5 分ステップ︔<10 時間、1 時間ステップ︔≧ 10 時間）※データサイズが大きい波形データは、内蔵ディスクには保存できません。
※日付と時間機能がないためタイムスタンプ機能はありません。

検索条件 エッジ、パルス、ラント、
Rise/Fall Time、FFT、Peak、Bus

フィルタの種類範囲

ハイパス

1Hz ~ 500MHz

ローパス

1Hz ~ 500MHz

デジタルフィルタアイコン

オプション時
Hardcopy:
画面印刷または サーチ機能 /メモリへ保存
FFT マーカ

LCD:
7 インチ
WVGA

USB ホスト :USB メモリにデータ保存

プローブ補正用CAL 信号

MATH: 四則演算、 波形拡大
FFT、FFT
スクロール、拡張演算機能
サーチプレイOPTION:
未使用

オプション時 :シリアルバス CAN、LIN、
UART、I2C、SPI 設定

10M

リモートコントロール
用 USB ポート

CAL:
垂直軸校正用信号を出力

50,000波形 / 秒

メモリ長

ノーマル

ズーム

FFT

1k
10k
100k1M
10M

○○○
○
○

×
○
○
○
○

○
○
○
○
×

FFT（ズームウィンドウ）×○○××

4CH モデルのみ
LAN: リモートコントロール
リモートディスク用

Go/NoGo:
判定結果をパルスで出力盗難防止スロット :ケンジントン盗難防止スロット準拠

ワールドワイド
AC100V-240V
50 ～ 60Hz

50,000 回 / 秒の高速更新と VPO
により各波形ポイントを振幅、時間と信号頻度の 3 次元でわかりやすく表示します。発生頻度に応じた輝度階調表示でジッタやグリッチなどを視覚的に捕らえることができます。

FFT

垂直軸スケール

リニア RMS、dBV RMS を選択可能

FFT ウィンドウ

方形、ハミング、ハニング、ブラックハリス

マーカ機能

最大 10 個のピークマーカまたはレベルマーカ

垂直スケール

振幅または垂直位置

水平スケール

Hz/Div とセンター周波数※※︓FFT 使用時の波形メモリ長は、FFT 表示設定により制限されます。
FFT の最大 / 最少周波数スケールは、信号の水平スケールに依存します。

トリガトリガタイプ
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、ALT、イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)
オプション︓シリアルバス︓I2C、SPI、UART、CAN、LIN

イベント遅延の例
AB

1C

23

D

A
B
C
D

エッジトリガソース（CH1 〜 CH4、EXT*）
遅延トリガのソース（CH1 〜 CH4、EXT*）
イベント遅延カウント ( 例：3 カウント )最初のトリガポイント

A
B
C
D

エッジトリガソース（CH1 〜 CH4*、EXT*）
遅延トリガのソース（CH1 〜 CH4*、EXT*）
遅延時間 ( 範囲：4ns ～ 10s)
最初のトリガポイント

時間遅延の例
AC

D

B※：水平スケールが <1µs/div の場合は、全メモリと画面は同じです。

※CH3、CH4 は 4CH モデル。EXT トリガは 2CH モデル。

Timeout の例
CA トリガレベル（しきい値）B Timer 設定
C トリガポイント

AB

リモートディスク機能（LAN 経由 :4CH モデル）
4CH モデル機能

ソケット接続

内容LAN 経由でコントロールが可能です。
ネットワーク上の共有フォルダを保存先リモートディスクとして利用できます。

ネットワーク
DCS-1000B

NAS（Network Attached Storage）を保存先にできます。

リモートディスク機能※保存可能な波形データ形式には、LSF 形式と CSV 形式があります。
LSF は独自フォーマットのため PC 等では読めません。

垂直軸（共通仕様）
分解能
感度
入力結合
入力インピーダンス
DC ゲイン確度
極性
最大入力電圧

8 ビット
1mV/div ～ 10V/div
AC、DC、GND
1M Ω // 約 16pF
± 3％フルスケール︔2mV/div ～ 10V/div± 4％フルスケール ︔1mV/div
ノーマル、反転
300V rms、CAT I

1mV/div︓± 1.25V
オフセットポジション
2mV/div ～ 100mV/div︓± 2.5V範囲
200mV/div ～ 10V/div︓± 125V
帯域制限

波形の演算機能トリガ
ソース

20MHz BW＋、－、×、÷、FFT、FFTrms、ユーザー定義演算演算
ソース CH︓CH1 ～ CH4 ※ 1、Ref1 ～ Ref4 ※ 1
選択 CH のスペクトラム振幅を表示
垂直スケール︓リニア RMS または dBVrms に設定可能。
水平スケール︓変更可能
FFT 演算垂直 / 水平ポジション︓設定可能
FFT ウインドウ︓方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択
FFT 波形メモリ長︓最大 1M ポイント（波形メモリ︓10M ポイント時）
積分、微分、log、Ln、Exp、Sqrt、Abs、Rad、Deg、Sin、Cos、
拡張演算
Tan、Asin、Acos、Atan

トリガモードトリガタイプホールドオフ範囲
結合
感度
外部トリガ
範囲
感度
入力インピーダンス
水平軸

CH1、CH2、CH3 ※ 1、CH4 ※ 1、Line、EXT ※ 2
オート (100ms/div 以下でロールモードをサポート )ノーマル、シングル
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、ALT、イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)、
オプション︓シリアルバス I2C、SPI、UART、CAN、LIN
4ns ～ 10s
AC、DC、LF rej、HF rej、ノイズ rej.
1div
± 15V
DC ～ 100MHz︔ 約 100mV
1M Ω± 3％ // ～ 16pF

5ns/div ～ 100s/div (1-2-5 ステップ )ロールモード︓100ms/div ～ 100s/div
プリトリガ
最大 10 div
ポストトリガ最大 2,000,000 div
確度
1ms 以上の任意の間隔で± 50ppm
4CH モデル︓最高 1GS/s（1CH 使用時）、
最高 500MS/s（2CH 使用時）
リアルタイム最高 250MS/s（3CH または全 CH 使用時）
サンプルレート
2CH モデル︓最高 1GS/s（1CH 使用時）
最高 500MS/s（全 CH 使用時）
最高 10M ポイント /CH
メモリ長
メモリ長選択可能︓1K、10K、100K、1M、10M ポイント※ 3
アクイジションモード ノーマル、平均、ピーク、シングル
ピーク検出
2ns ( 代表値 )平均
2 ～ 256 回、選択可能
X-Y モード
X- 軸入力チャンネル 1︔チャンネル 3 ※ 1
Y- 軸入力チャンネル 2︔チャンネル 4 ※ 1
位相差± 3°（100kHz にて）
水平時間レンジ※1：4CH モデル※2：2CH モデル※3：FFT 使用時は、最大 1M ポイント
※4：画面に表示可能なマークは 1000 以下※5：タイムスタンプ機能はありません。

カーソルと測定
カーソル
カーソル測定自動測定
電圧 / 電流時間
遅延時間
周波数カウンタコントロールパネル機能
Autosetパネル設定の保存
波形の保存機能セグメントメモリ機能（オプション）
波形サーチ機能 +FFT ピークサーチ（オプション）FFT スケール表示
デジタルフィルタ機能（フリーアプリケーション）
データログ機能※ 5（フリーアプリケーション）
Go-NoGo 判定機能
ディスプレイ
TFT 液晶
画面分解能
補間機能
波形表示
波形更新レート
目盛
インターフェース

振幅、時間、ゲート機能あり（自動測定時）
単位︓秒 (s)、Hz（1/s)、位相（°）、レシオ（％）
カーソル間の電圧差 ∆V（電流差 ∆A）、カーソル間の時間差（∆T）
FFT 時︓周波数と振幅（dB または V)
36 項目︓画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能
ゲーティング機能︓取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能
p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、
サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート
周波数、周期、立上り時間、立下り時間、＋幅、－幅、デューティー比、＋パルス、－パルス、＋エッジ、－エッジ
FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
6 桁、2Hz ～定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定

全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。
（Autoset 取り消し可能）20 セット
24 セット最大 29,000 波形をトリガ毎に取得。（メモリ長︓1K ポイント時）
統計演算︓セグメント機能時の自動測定値の統計が可能
サーチ条件で波形に最大 10,000 マークを設定・検索。※ 4
最大ピークを 10 まで表示可能。しきい値の設定可能ピークのイベント（周波数、振幅）を一覧表示可能。一覧を CSV で USBへ保存できます。
dBV スケール選択時に画面左にスケールを表示
ローパス / ハイパスフィルタを設定可能
CH ごと、CH 連動も可能。範囲︓1Hz ～ 500MHz
波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間まで USB メモリまたはリモートディスク（LAN 経由︓4CH モデル）で記録します。
時間間隔︓2 秒～ 2 分（波形データ）、5 秒～ 2 分（画面イメージ）
トータル時間︓5 分～ 100 時間
上限 / 下限リミット、許容値（0.4％～ 40％、0.4％ステップ）
7 インチ WVGA カラー TFT LCD ディスプレイ
WVGA︓800（水平）× 480（垂直）Sin(x)/xドット、ベクトル、可変パーシスタンス︓16ms ～ 4s、無限パーシスタンス、オフ
最大 50,000 波形 / 秒
8 x 10 div

USB 2.0 ハイスピード ホストポート× 1︓保存 / 呼出USB 2.0 ハイスピード デバイスポート× 1︓PC コントロールまたは印刷
Ethernet ポート
RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX 機能サポート（4CH モデル）
リモートディスク機能
Go-NoGo 判定出力端子 BNC メス、最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロッ
盗難防止ロック
トに接続可能言語
マルチ言語メニュー
日本語、英語その他使用可能
その他
内蔵ディスク32MB
電源電圧 / 消費電力
AC 100V ～ 240V、50 ～ 60Hz、消費電力 30W
0℃～ 50℃。
操作環境
相対湿度≦ 80％ at 40℃以下、相対湿度≦ 45％ at 41℃～ 50℃
寸法
380(W) × 208(H) × 127.3(D) mm
質量約 2.8kg
USB ポート※1

付属品

ユーザーマニュアル CD、電源コード、プローブ（CH 数分）

h t t p : / / w w w . d a i i c h i - k a g a k u . c o . jp /本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2016.12.12 0JCATDS1B040 (TTCWEB) Printed in Japan.