Watcher Pro３
水質 ORP(酸化還元電位)センサー／NBI-SSWORP0102
ユーザーマニュアルV1.0.0ⓒ 2016-2019 Techsor Inc.

水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル

更新履歴

バージョン

修正時期

説明

V1.0.02021.05.24

初稿

V1.0.02022.10.09

認証番号更新はじめに使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
本書の操作手順および注意事項をお守りください。
機器が故障した場合は、ご自身で修理せず support@techsor.co.jpにお問い合わせください。

2水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル

目次

1.製品紹介................................................................................................................................................... 42.製品仕様................................................................................................................................................... 42.1 仕様........................................................................................................................................................... 42.2 サイズ....................................................................................................................................................... 42.3 製品外観 ................................................................................................................................................... 52.4 各部説明 ................................................................................................................................................... 53.使用方法................................................................................................................................................... 53.1 取り付け ................................................................................................................................................... 53.2 電気接続 ................................................................................................................................................... 54.メンテナンス............................................................................................................................................ 64.1 保管........................................................................................................................................................... 64.3 クレンジング ........................................................................................................................................... 64.4 校正........................................................................................................................................................... 64.5 メンテナンス ........................................................................................................................................... 65.注意事項................................................................................................................................................... 66.問題と解決策............................................................................................................................................ 73

水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル

1.製品紹介NBI 水質 ORP(酸化還元電位)センサーは、水質の酸化還元電位モニタリング用のセンサーで、微生物、魚やエビ、水生植物など様々な環境下にある淡水や海水の酸化還元特性を正確に測定することができます。
NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質モニタリング製品と一緒に使用することで、管理プラットフォーム上の養殖水の電気化学的特性の変化を明確に理解し、それに応じてタイムリーな調整を行うことができます。
NBI 水質 ORP(酸化還元電位)センサーには、以下のような機能的特徴があります。
⚫
⚫
⚫

強力な抗干渉性と高速応答性を備えたデュアルハイインピーダンス差動増幅器。
リファレンスシステムは非常に安定しており、電極の寿命は通常の工業用電極よりも指数関数的に長くなっています。
保護等級 IP68。

2.製品仕様2.1 仕様型番出力信号測定範囲
分解能
精度
校正方法
動作温度
作業圧力
ケーブル長
防塵/防水
消費電力

NBI-SSWORP0102
RS485-1500～+1500mV
1mV±6mV
１点校正(ORP 標準溶液)
0～65℃<0.1MPa
5m (別売の延長ケーブル使用で延長可能)
IP68
<0.5W
電波法 工事設計認証番号:006-000704
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001

2.2 サイズ

ねじねじ4

水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル

2.3 製品外観

2.4 各部説明
保護キャップセンサーコネ

プローブ

クタ

3.使用方法
3.1 取り付け
NBI 水質 ORP(酸化還元電位)センサーは浸漬して設置しますが、詳細は Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品のユーザーマニュアルを参照してください。
センサーは逆さまや水平に設置してはいけません。また、センサーの少なくとも 2/3 が測定対象の水域に挿入され、プローブはプールの底に触れないように吊り下げられていることを確認してください。
ORP 電極は、測定時に不純物が測定液に持ち込まれるのを防ぐため、蒸留水（または脱イオン水）で洗浄し、ろ紙で水分を拭き取っておく必要があります。
センサーの寿命を延ばすためにも、ブラシとの併用をお勧めします。

3.2 電気接続
取り付け後、センサーコネクターが乾燥してきれいになっているかどうかを確認し、汚れやゴミが詰まっている場合は、乾いた柔らかい布で拭いて、ブロードライしてからご使用ください。
なお、NBI 水質 ORP(酸化還元電位)センサーは、NBI Watcher Pro 3 や他のシリーズのワイヤレス水質監視製品と一緒にしか使用できません。 製品によって対応するインターフェースは以下の表の通りです。

ノード
Watcher Pro 3

インターフェース
A1、A2、A3、B

NBI 水質 ORP(酸化還元電位)センサーのコネクターを上表のインターフェースに直接接続してください。
ご使用の際は、まず電源を切り、インターフェースの防水キャップを緩め、センサーコネクターを合わせて挿入し、時計回りに締め付けてください。 なお、センサーインターフェースとコネクターは設置方向が決まっているので、アクセスする前に位置合わせをする必要があります。 誤った位置や方向に接続すると、センサーやノードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
5水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル

より詳細な情報は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。

4.メンテナンス
4.1 保管使用後の NBI 水質 ORP(酸化還元電位)センサーは、長期間保存する必要があるため、ORP センサーをきれいに洗い流した後、3.5mol/L の塩化カリウム溶液の保護キャップを挿入するか、ORP センサーを塩化カリウム溶液（濃度 3.5mol/L）に浸す必要があります。 同時に、センサープローブと硬いものがぶつからないように、蒸留水やプロテイン溶液に長期間浸さないように、また、シリコングリスとの接触を避けるようにしてください。

4.3 クレンジング
水質 ORP(酸化還元電位)センサーのプローブは、測定液の環境に影響され、長期間使用していると半透明になったり、沈殿物や微生物などの汚れが付着し、測定精度に影響を与えることがあります。 このとき、希塩酸で洗浄し、水ですすぐことができます。
水質センサーブラシキットとの併用をお勧めします。

4.4 校正水質 ORP(酸化還元電位)センサーを約 2 ヶ月以上使用した場合、測定誤差が発生する可能性があり、校正作業が必要となりますので、具体的な操作については「NBI 水質センサー校正キット使用説明書」をご参照ください。

4.5 メンテナンス
1.センサーのケーブルの確認：通常の動作時にケーブルが張っていないと、ケーブル内のワイヤーが切れやすくなり、センサーが正常に動作しなくなります。
2.センサーの筐体が腐食などで破損していないかを確認してください。
3.水質測定用 PH センサーのメンテナンスは、下表のような間隔で行うことをお勧めします。

メンテナンスセンサーの洗浄センサーケーブルの確認
センサーの損傷の確認
センサーの校正

推奨メンテナンス頻度
7 日ごとに洗浄してください。
ブラシを使用する場合は、30 日に 1 回の頻度で洗浄してください。
30 日ごとにチェックしてください。
30 日ごとにチェックしてください。
読み取り誤差の値を基準とします。

5.注意事項① 水の流れが速い場所にセンサーを置かないでください。汚染物質が過剰に蓄積される可能性があります。
② 水質 ORP(酸化還元電位)センサーのプローブに硬いもの（指や金属など）で触れると、センサープローブの表面に傷がつくことがありますのでご注意ください。
③ 汚染を避けるために、センサープローブを定期的に清掃・点検してください。
④ センサーの接続ケーブルを無理に巻いたり引っ張ったりしないでください、データが読めなくなります。
⑤ センサープローブをプールの底に接触させたり、吊り下げようとしたりしないでください。
6

水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル⑥ センサーを取り付ける際には、防水コネクターのインターフェースが乾いていることを確認してくだ
さい。
⑦ 上記のようにセンサーを保管してください。そうしないと、センサーが破損する恐れがあります。
⑧ センサー部を自分で分解しないでください。キットの故障や破損の原因になります。
⑨ 強酸、強アルカリ、油脂、有機溶液中では使用しないでください。

6.問題と解決策
問題

センサーからのデータがありません。

センサーからのデータが異常。

原因の可能性

解決策

1.センサーが識別されていない。
2.センサーとノードが正しく接続されていない。
3.ケーブルやセンサーの不良。

1.ノードを再起動します。
2.センサーのコネクターを一旦外して、再度接続します。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

1.正しく取り付けられていない。
2.センサープローブが汚れている。
3.センサーの故障。

1.上記のようにセンサーを取り付け直してください。
2.センサーを洗浄し、再校正してください。
3.交換や修理をご希望の場合は、テクサーにご連絡ください。

7

水質 ORP センサー（NBI-SSWORP0102）ユーザーマニュアル

709,Building 2, Xunmei Technology Plaza,Nanshan District, Shenzhen
www.nongbotech.com+86 (0) 755-36309585

日本総代理店

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14
コージィーコート 2F 1
TEL&FAX： 042-400-7582
www.techsor.co.jp ｜ support@techsor.co.jp

ZETA アライアンス
www.zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

8