CZseries

CZ 水圧センサ（CZWP91B1）
製品仕様書
V 1.0
電波法 工事設計認証番号：006-000980
電気通信事業法 認証番号：D20-0196001
製造元：ZiFi Sense Info Tech Co., Ltd.
販売元：株式会社ギブテック

改訂履歴

版 数V1.0

日付

改訂内容

2024.05.04

初ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

版

CZWP91B1目 次
1.製品紹介 ........................................................................................................................................ 1
1.1 機能特徴 ...................................................................................................................... 1
1.2 ハードウェア仕様 ........................................................................................................ 11.3 製品外観 ....................................................................................................................... 2
２.コマンドおよびデータフォーマット ........................................................................................... 2
2.1 デフォルト設定 .......................................................................................................... 2
2.1 データフォーマット ................................................................................................... 33.試運転.......................................................................................................................................... 153.1 本製品の動作確認検査 ............................................................................................. 154.設置 .............................................................................................................................................. 17
4.1 注意事項 .................................................................................................................... 17
4.1.1 設置環境 ................................................................................................................. 17
4.1.2 設備移動 .................................................................................................................. 17
4.1.3 電気安全 .................................................................................................................. 17
4.2 工具............................................................................................................................ 17
4.3 パッケージリスト..................................................................................................... 185.設置手順 ...................................................................................................................................... 18
5.1 注意事項 .................................................................................................................... 18
5.2 設置............................................................................................................................ 19
6.一般的な障害と処置................................................................................................................... 21ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
1.製品紹介CZ 水圧センサはZETA通信をサポートするZiFiSense社製センサ(子機)で、電気通信事業法におけるJAZE AP(親機)の子機として登録済みです。
水圧センサは、配管に圧力センサを追加設置することで水圧値を計測して定期的にZETA通信パケットで送信します。また、警報用のしきい値設定が可能です。
セキュアプロトコルが実装され、ZETA通信におけるセキュリティ機能を標準で実装しています。ER電池駆動でRFアンテナは外付型です。
1.1 機能特徴◼

R3 版 ZETA 双方向通信プロトコルサポート(ZETA-P・ZETA-S)◼

ER 電池駆動(バッテリーパック交換式)◼

セキュリティ機能搭載◼

防塵・防水(IP65)対応屋外設置可能

1.2 ハードウェア仕様
製品名

無線特性

電気特性
センサ性能

物理特性

CZWP91B1

通信プロトコルR3 版 ZETA

動作周波数

920MHz 帯

送信出力

10dBm(10mW)

電源

DC3.6V ER14505 バッテリーパック

計測範囲

0-0.6Mpa

精度1.00%Mpa

サイズ

36×87×59mm 70g(センサ部を除く)

筐体素材

アルミニウムRF アンテナ
作業環境(ZETA-P・ZETA-S)

スティックアンテナ

作動温度-20℃～+60℃

保存温度-25℃～+70℃

1ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
1.3 製品外観
CZ 電流センサ CZCS91B1 の外観

図1

外観図

２.コマンドおよびデータフォーマット
2.1 デフォルト設定パラメータ

デフォルト値説

ハートビートサイクル

6 時間

固定値

データ送信サイクル

2 時間

1~65535 分

アラーム周期

0

1 回のみアラームしきい値

下限しきい値：0.25Mpa
上限しきい値：0.35Mpa

アラーム解除しきい値

0.01Mpa

アラーム有効化

有効アラーム絞り込み時間0

データ取得サイクル

60 秒

範囲

2.50Mpa

校正値

02ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

明可変

CZWP91B1
2.1 データフォーマット
1.

バージョン報告（0x00）
電源投入後に一度だけ報告される。
データの型

バージョン

1 バイト

1 バイト

• データの型：

固定：0x00• バージョン

1 バイト
上位 3 ビットがメインバージョン、下位 5 ビットが改訂バージョンで、例えば V1.1 なら 0x21。

2.

アラーム報告（0x02）
データの型

アラームタイプ

水圧値

1 バイト

1 バイト

1 バイト

• データの型：

固定：0x02• アラームタイプ

水圧超過アラーム：0x01
低水圧アラーム：0x02
データ異常：0xFF• 水圧値

1 バイト、単位：0.01Mpa

3. アラーム解除の報告（0x03）
データの型

アラーム解除のタイプ

水圧値

1 バイト

1 バイト

1 バイト

• データの型：

固定：0x03• アラーム解除のタイプ

水圧超過アラーム：0x01
低水圧アラーム：0x02
データ異常：0xFF
3ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1•水圧値
1 バイト、単位：0.01Mpa
4. データ送信（0x04）
注：設備の電源投入後、1 回のデータ送信が実行される。
データの型

水圧値

電圧値

1 バイト

1 バイト

2 バイト

• データの型：

固定：0x04• 水圧値

1 バイト、単位：0.01Mpa
取得異常の場合は 0xFF を報告する• 電圧値
2 バイト、範囲：900~1440、単位：0.01V

5.

アラーム報告周期の設定（0x12）
データの型周期1 バイト

1 バイト• 設定タイプ

固定：0x12• 周期

単位：分、0 はアラームが 1 回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x12• 周期

単位：分、0 はアラームが 1 回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。

4ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
6. アラーム報告周期の照会（0x13）
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x13

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x13• 周期

単位：分、0 はアラームが 1 回のみ報告されることを意味し、定期的に報告することは不要。
7. データ送信周期の設定（0x14）
データの型

周期

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x14• 周期単位：min、範囲 1~65535

デバイスのフィードバック：
データの型

周期1 バイト

2 バイト• データの型

固定：0x14• 周期

単位：min、範囲 1~65535

5ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
8. データ送信周期の照会（0x15）
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x15

デバイスのフィードバック：
データの型

周期

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x15• 周期

単位：min、範囲 1~65535

9.

アラームしきい値の設定（0x20）
アラームタイプ

上限しきい値

下限しきい値

1 バイト

1 バイト

1 バイト

• 設定タイプ

固定：0x20• 上限しきい値

1 バイト、単位：0.01Mpa、値が 0xFF の場合は、しきい値無し。
• 下限しきい値 (上限を超えないこと)

1 バイト、単位：0.01Mpa、値が 0xFF の場合は、しきい値無し。
デバイスのフィードバック：
データの型

上限しきい値

下限しきい値

1 バイト

1 バイト1 バイト• 設定タイプ

固定：0x20• 上限しきい値

1 バイト、単位：0.01Mpa、値が 0xFF の場合は、しきい値無し。

6ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• 下限しきい値(上限を超えないこと)

1 バイト、単位：0.01Mpa、値が 0xFF の場合は、しきい値無し。
10.

アラームしきい値の照会（0x21）
アラームタイプ
1 バイト• 設定タイプ

固定：0x21

デバイスのフィードバック：
データの型

上限しきい値

下限しきい値

1 バイト

1 バイト

1 バイト

• 設定タイプ

固定：0x21• 上限しきい値

1 バイト、単位：0.01Mpa、値が 0xFF の場合は、しきい値無し。
• 下限しきい値(上限を超えないこと)

1 バイト、単位：0.01Mpa、値が 0xFF の場合は、しきい値無し。

11.

アラーム解除しきい値の設定（0x30）
データの型

アラーム解除しきい値

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x30• アラーム解除しきい値

1 バイト、単位：0.01Mpa、注意：この値は ≤|上限しきい値 – 下限しきい値|

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム解除しきい値

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x30

7ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• アラーム解除しきい値

1 バイト、単位 0.01Mpa

12.

アラーム解除しきい値の照会（0x31）
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x31

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム解除しきい値

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x31• 過電流アラーム解除値

1 バイト、単位 0.01Mpa

13.

アラーム有効化の設定（0x40）
データの型

アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x40• アラーム有効化

0x01-有効、しきい値アラーム検知
0x02-無効、しきい値アラームを検知しない、データ異常アラームも無効。
デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x40• アラーム有効化

0x01-有効、しきい値アラーム検知
8ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
0x02-無効、しきい値アラームを検知しない

14.

アラーム有効化の照会（0x41）
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x41

デバイスのフィードバック：
データの型

アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

• データの型

固定：0x41• アラーム有効化

0x01-有効、しきい値アラーム検知
0x02-無効、しきい値アラームを検知しない

15.

アラームの絞り込み時間の設定（0x42）
データの型

アラームの絞り込み時間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x42• アラームの絞り込み時間

単位：秒。 誤報を回避するためにフィルタリング時間が追加される。 アラームを検知すると、取得期間に従って収集され、その期間以上続いたものはアラームとなり、報告される。それ以外はフィルタリングされる。 0x00 0x00 はフィルタリングなしを表す。
デバイスのフィードバック：
データの型

アラームの絞り込み時間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x429ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• アラームの絞り込み時間

単位：秒。 誤報を回避するためにフィルタリング時間が追加される。 アラームを検知すると、取得期間に従って収集され、その期間以上続いたものはアラームとなり、報告される。それ以外はフィルタリングされる。0x00 0x00 はフィルタリングなしを表す。

16.

アラームの絞り込み時間の照会（0x43）
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0x43

デバイスのフィードバック：
データの型

アラームの絞り込み時間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x43• アラームの絞り込み時間

単位：秒。 誤報を回避するためにフィルタリング時間が追加される。 アラームを検知すると、取得期間に従って収集され、その期間以上続いたものはアラームとなり、報告される。それ以外はフィルタリングされる。
0x00 0x00 はフィルタリングなしを表す。
17. 取得期間の設定（0x50）
データの型

取得期間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x50• 取得時間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

デバイスのフィードバック：
データの型

取得期間

1 バイト

2 バイト
10

ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• データの型

固定：0x50• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

18. 取得期間の照会（0x51）
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x51• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

デバイスのフィードバック：
データの型

取得期間

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x51• 取得期間

単位：秒、値 0x00 0x00 は、センサ情報をリアルタイムで収集していることを示す。

19. 範囲の設定（0x60）
データの型

範囲

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x60• 範囲

範囲 0~255、単位 0.01Mpa

デバイスのフィードバック：
データの型

範囲

1 バイト

2 バイト

11ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• データの型

固定：0x60• 範囲

範囲 0~255、単位 0.01Mpa
18. 範囲の照会（0x61）
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x61

デバイスのフィードバック：
データの型

範囲

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x61• 範囲

範囲 0~255、単位 0.01Mpa
19. 校正値の照会（0x71）
Server->設備
データの型
1 バイト
• データの型

固定：0x71

設備->server
設備がメッセージを受信すると、現在の校正値がフィードバックされる。
データの型

校正値

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x71

12ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• 校正値

範囲：設定値（符号付きタイプ、正の場合最上位ビットは 0、負の場合は 1）単位 0.01Mpa
0xFF 0xFF の場合は設定失敗。
20. 初期化校正の設定（0x72）
Server->設備
データの型

標準値

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x72• 標準値

範囲：0～設定範囲 単位 0.01Mpa

設備->server
設備がメッセージを受信すると、校正が開始され、現在の校正値がフィードバックされる。
データの型

校正値

1 バイト

2 バイト

• データの型

固定：0x72• 校正値

範囲：-範囲~+範囲（符号付きタイプ、最上位ビットが正の場合は 0、負の場合は 1）
単位 0.01Mpa

21.

設備状態の照会（0xE0）
Server->設備
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0xE0
設備->Server
データの型

現在の水圧アラーム有効化

1 バイト

1 バイト

1 バイト

13

ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1• 設定タイプ

固定：0xE0• 水圧値

1 バイト 単位：0.01Mpa
データ取得異常：0xFF• アラーム有効化

0x01-有効、閾値アラーム検知
0x02-無効、閾値アラームを検知しない
22.

バージョンの照会（0xE1）
Server->設備
データの型
1 バイト

• データの型

固定：0xE1

設備->Server
データの型

バージョン

1 バイト

1 バイト

• 設定タイプ

固定：0xE1• バージョン

1 バイト

14ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
3.試運転
3.1 本製品の動作確認検査◼

本製品に電源投入する前に、ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)の自社アカ
ウントに本製品の MAC アドレス(製品銘板に記載)を登録してください。尚、MAC アドレスを登録する MS 情報の入力時に「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」欄を必ず入力してください。次に本製品の親機となる JAZE AP を(Mote が必要な場合はMote も)起動し、正常に動作していることを ZETA サーバで確認してください。本製品の DC 電源端子に DC9~36V を供給すると本製品に電源が入ります。電源を投入してから約 1 分後(ZETA-P プロトコルの場合、ZETA-S プロトコルでは約 5 分後)、本製品のオンライン情報が ZETA サーバ上に表示されます。ZETA サーバ上でオンラインであることが確認できましたら、Module 管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した後、をクリックし所属認証 (セキュリティ機能)を有効にします。画面遷移は下記の通りです。

上記設定が正常に完了していると、Module 管理画面で本製品を指定(チェックボックスにレ点)した場合、ボタンはと表示されます。

この設定は、本製品を使用する際には必ず実施してください。
注）電源投入作業時には必ず人体静電気の除電をしてください。故障の原因になります。
注）事前に ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)のアカウント登録が必要です。
注)「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」がわからない場合はお問合せください。
注）「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」を未登録で本製品の電源を入れた場合、サーバ上で認証エラーとなり、以降 8 時間は再認証が行えなくなりますのでご注意ください。

15ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1<注意事項>• バージョン：電源投入後に一度だけ報告され、上位 3 桁がメインバージョン、下位

5 桁が改訂バージョンを表し、例えば V1.1 は 0x21。
• データ送信：デバイスは、電源投入後に 1 回データ送信を実行し、その後は設定したデータ送信周期サイクル（単位は分、デフォルト 1 時間）毎に送信します。
• アラーム有効：しきい値を超えた場合にアラームを報知、アラーム解除しきい値まで回復した場合にはアラームを解除します。
• アラーム期間：アラームが発生するとアラームが解除されるまで 設定されたアラーム周期に従ってアラームを報告します。 アラーム周期デフォルトは 0、アラームが一度だけ報告されることを意味します。
• アラームしきい値：単位 0.01Mpa、下限しきい値は上限しきい値を超えないこと。
• アラーム解除しきい値：アラームは設定されたアラーム解除しきい値に従い解除されます。
• アラーム絞り込み時間：アラームを検出した後、取得サイクルに従ってデータを収集し、アラーム絞り込み時間中にアラーム状態が継続すればアラームが報告され、そうでなければフィルタリングされます、単位は秒。
• データ取得サイクル：デバイスによるセンサデータ収集の周期、0 はリアルタイム収集を意味し、単位は秒。 デフォルトは 60 秒周期。
• 初期化校正：収集データに校正することができます、範囲：-255~+255(設定範囲を超えない範囲)、単位：0.01Mpa。
• 状態照会：現在の水圧値とアラーム有効化状態を返します。

16ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
4.設置
4.1 注意事項
4.1.1 設置環境
◆ 長期高温、多塵、有害ガス、引火性ガス、爆発性物質、電磁干渉(大型レーダ,電波局,変電所)、不安定電源電圧、強振動、大騒音等、センサの稼働に不利な厳しい環境への設置は避けてください。
◆ 設置環境は乾燥状態を維持する必要があります。水溜まり、水漏れ、結露などが生じやすい場所で取り付けは避けてください。
◆ 本製品は屋内で使用するために設計されております。屋外では使用しないでください。
4.1.2 設備移動
◆ 設備の設置完了後は頻繁に移動しないでください。
◆ やむを得ず移動する場合は、電源をオフ(ER 電池パックを取り外す)にして作業してください。
4.1.3 電気安全
◆ 地面が湿っている等、作業領域の危険エリアの有無を事前に確認の上、注意してください。
◆ 本製品を湿った場所に放置しないでください。また、本製品に液体をかけたりしないでください。
◆ 電波局、大型レーダ、高周波大電流、業務用電子レンジなどの強力な無線発信設備から離してください。
4.2 工具設置にあたり必要なツールは、お客様においてご準備ください。
尚、デスク上等に直接水平に設置する場合には工具は必要ありません。

17ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
4.3 パッケージリスト
設置前に下記パッケージリストにより内容物を確認してください。
名称数量

備考

CZWP91B1 本体

1CR 電池パック2

センサ用および ZETA 通信用 内装済

水圧検知センサ

1

本体に接続済スティックアンテナ1

上記リストは一般的な出荷の場合に適用されます。実際の出荷では、内容が異なる場合がございます。パッケージ内容物に疑問がある場合は、仕入先にお問合せください。

5.設置手順5.1 注意事項◆ 設置作業にあたり本製品の電源をオフにしてください。
◆ 十分な換気が行われる場所に設置してください。
◆ 高温環境には設置しないでください。
◆ 設置場所は高圧電線ケーブルから離してください。
◆ 激しい雷雨や強電磁場環境から離して設置してください。
◆ 設置時は本製品を確実に固定してください。

18ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
5.2 設置
1:M6 の六角スパナで左側のネジを開ける。

2: ブラケットを固定するために、ブラケットをハウジングのネジ穴に合わせます。

19ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1
3:ビスを使った壁への取り付け：ブラケットに合わせて壁に穴を開けビス止めします。

ビス止め穴

または3:ポールへの取り付け：デバイスをポールに固定します。

20ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1※電池の取り付けと電源スイッチ

ZETA 通信用電源スイッチ

電池パック

電池ソケット

センサ用

センサ接続用端子

電池パック

6.一般的な障害と処置➢ CZ 水圧センサに電源投入したのに、ZETA Cloud Platform サービス(ZETA サーバ)上にオンライン表示されません。
◼

電池パックが正しく接続されているか確認してください。

◼

ZETA サーバに「認証キー」と「暗号化キーと復号化キー」が正確に登録されているかを確認してください。

◼

親機となる JAZE AP が(Mote が必要な場合は Mote も)正しく起動、動作していることを ZETA サーバで確認してください。

上記すべてを確認しても動作しない場合は、CZ 水圧センサの電源を OFF にした後、再度電源を ON にしてお試しください。

21ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.

CZWP91B1

株式会社ギブテック
神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7 階TEL:044-952-0807 FAX:044-952-0109〒215-0004

URL:https://giv-tech.co.jp E-mail：gtinfo@giv-tech.co.jp

ZETA アライアンス
https://zeta-alliance.org ｜ info@zeta-alliance.jp

22ⓒ 2024 Giv-Tech,Inc.