ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源
PFR シリーズカタログ

DC Power supply

電圧・電流の可変領域が 5 倍のワイド出力︕
インタフェースを豊富に搭載 / シーケンス運転も簡単設定のファンレス・ワイドレンジスイッチング直流安定化電源

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFR Series電圧・電流の可変領域が 5 倍のワイド出力！
自然空冷で静音動作の小型ワイドレンジ直流安定化電源
PFR シリーズは、最大定格電力内で広範囲の電圧出力・静音動作を実現しておりますので、雑音のない環境で電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源試験を行いたいというニーズに対応しております。イです。最大電圧は 50V と 250V の２モデル、100W

ンタフェースは RS-232C と USB ポートを標準装備、内において電圧・電流をフレキシブルに出力することG タイプには LAN ポートと GP-IB も搭載、パソコンが可能です。（電圧電流可変領域は 5 倍ワイド出力）

または PLC から制御を行うことができます。

また、ファンの動作音がない自然空冷方式にて設計、■標準モデル■標準モデル(50V/2A-10V/10A)(250V/0.4A-50V/2A)

PFR-100M250

PFR-100L50\75,000（税抜）\75,000（税抜）■GP-IB/LAN 搭載モデル■GP-IB/LAN 搭載モデル

PFR-100L50G

PFR-100M250G\85,000（税抜）\85,000（税抜）(250V/0.4A-50V/2A)(50V/2A-10V/10A)

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFR SERIES

V SET
I SET
Fanless         

型名PFR-100L50
PFR-100L50G

予定価格
（円）

定格電力

出力 ※1（電圧/電流）75,000100W

0V-50V/0A-10A

リップル

入力変動 負荷変動

CV

CV

CC

CC

CVCC

4108810インタフェース
LAN/GP-IB10○－85,000

100W

0V-50V/0A-10A410881010○○PFR-100M250

75,000100W

0V-250V/0A-2A

15230

1.2333.2○－PFR-100M250G※285,000

100W

0V-250V/0A-2A

15230

1.2333.2○○※2        

Bleeder ON/OFF             

USB/
RS-232mVrms mArms mV mA mV mA

Test Mode

V/I Control Knob

外形寸法
消費電力
W×H×D（mm）

質量71×124×301

約2.5kg150VA※1︓出力電圧、電流は定格電力内での最大値となります。※2︓GP-IBを使用する場合、PFRシリーズ専用GP-IBケーブル(GTL-258)が必要です。

Features

特長・機能

自然空冷方式（ファンレス）による静音動作

広範囲の電圧・電流設定が可能︕
定格電力範囲内で電圧電流を幅広い範囲で出力することがファンの回転音が気にならない自然空冷方式です。
        

可能です。たとえば PFR-100L50 の場合、10V/10A のCV/CC 電源として使えますし、50V/2A の CV/CC 電源としても使えます。

PFR-100L50 Operating Area
60

PFR-100M250 Operating Area
300

50250

40305倍Voltage[V]Voltage[V]

可能です。

静音

Fanless

異音や騒音を測定する際に、ほぼ無音の電力源として使用

100W

2010046150

5倍81012100W

100
505倍

2200

05倍

0.5

11.522.5Panel

パネル説明PFR-100L50 前面Gタイプ 背面

PFR-100M250 前面出力端子Dimensions

外形寸法

Accessories

付属品【共通】
・CD-ROM( 取扱説明書、プログラミングマニュアル、USB ドライバ、テストスクリプト）
286.5

33.8

28318・電源コード71

・リアパネル用テストリード（GTL-134）【PFR-100L50】
124

・基本アクセサリキット（PFR-001）［出力端子カバー ×1、ソケット ×1、保護カバー ×2、235

19.8

ショートバー ×1］
φ2023 10.5・テストリード（GTL-104A)︓最大 10A
44【PFR-100M250】
・基本アクセサリキット（PFR-002）［出力端子カバー ×1、ソケット ×1、保護カバー ×2、ショートワイヤ ×1］
・テストリード（GTL-105A)︓最大 3AOptions

オプション

GTL-246\ 2,500

GTL-258\ 13,000

GTL-259\ 5,000

GTL-260\ 5,000

GTL-261\ 3,500

GTL-262\ 2,500

USBケーブル A-B

GP-IBケーブル（PFR専用）

RS-232C(DB-9)･RJ-45(8pin)
変換ケーブル

RS-485(DB-9)･RJ-45(8pin)
変換ケーブル

マスター用シリアルリンク
ケーブル&終端器

スレーブ用
シリアルリンクケーブル（約1.2m）

（約2m）

（約2m）

（約2m）

（約0.5m）（約0.5m）

GRA-431-E-100 (AC100V用)
GRA-431-E-200 (AC200V用)\ 33,000
ラックマウントアダプター(EIA)

プッシュスイッチ付エンコーダ採用︕電圧、電流を素早く設定
電圧、電流設定にそれぞれプッシュスイッチ付ロータリーエンコーダを採用、プッシュスイッチを押すことで、設定桁が移V SET
I SET

動するので直感的に素早く設定することができます。

V/I Control Knob

素早い設定切替え︕ 3 点プリセットメモリ

出力スルーレート設定

3 点のプリセットメモリに電圧、電流、OVP、OCP、UVL

出力電圧 / 電流のスルーレートのオン / オフができます。の設定値の保存と呼出しができます。

       

急激な電圧 / 電流の変化による負荷の損傷を抑えます。

出力電圧/電流スルーレート：オフ

保存︓①設定後に [Shift] を押す②保存先のキー（M1,M2,M3）のいずれかを 3 秒以上長押し
呼出︓①[Shift] を押す

スルーレート設定範囲■CV
0.1V/s ～ 100.0V/s （PFR-100L50)
0.1V/s ～ 500.0V/s （PFR-100M250)②呼出元のキー（M1,M2,M3）のスルーレート：オン

いずれかをプッシュ■CC
0.01A/s ～ 20.00A/s （PFR-100L50)
0.001A/s ～ 4.000A/s （PFR-100M250)

時間

プログラミング言語不要の自動運転︕テスト機能
時間に合わせて、電圧、電流設定値を自動更新させるテスト機能を装備しております。本器のメモリ内
Test Mode

STEP 登録数 １～ 100
ループ回数 ∞,1 ～ 10 億には最大 100 ステップのテストデータを 1 個保存できます。Microsoft® Excel® で編集可能な CSV 形式、最短 0.05 秒 分解能 0.01 秒

設定を順番に記述していくだけなので難しいプログラミング言語は使いません。編集した CSV ファイルを USB メモリに保存して PFR 本体に読み込ませれば、簡易的な自動運転をすることができます。

※最短 0.05 秒、分解能 0.01 秒で設定することは可能ですが、電源の出力は立上り・立下り速度や負荷条件に依存します。

●USB メモリ使用時の実行までの流れ

ステップ１

ステップ 2ステップ 3

付属 CD に入っているテストファイ

USB メモリに保存したテストファイ

PFR 本体に保存したテストデータをル（CSV 形式）に設定内容（電圧、ルを、PFR 本体に保存します。

選択して、テストモードを実行させ電流、時間他）を順番に記述します。

ます。

txxx.csv【テストデータ作成例】Microsoft® Excel®で編集し、CSV形式で保存。
StepPoint

1 StartOutput
OnTimeVoltage Current

(sec)

(V)

0.5OVP

OCP(V)(A)

0.2 MAX

MAX(A)
0Bleeder IV Mode
ONCVHS

2On

15CVLS

3On

0.5

4.5

CVHS

4On

0.555On

0.5

46On

0.557On

0.5

3.5

8On

0.5

59On

0.5

310On

0.5

511On

0.5

2.5

12On

0.5

513 EndOn

20CVLSVsr up(V/s)

Vsr

Isr up

down

(A/s)

(V/s)

MAXMAXMAX

5MAX

2Isrdown(A/s)
MAX電圧、抵抗、接点でコントロール︕外部アナログ制御
外部電圧による電圧･電流制御、外部抵抗（10kΩ）による電圧･電流制御、外部接点による出力 ON/OFF、シャットダウン信号によ         る出力停止が可能です。また、出力電圧・電流のモニタ出力、ステータス信号（CV/CC、ALM、OUTPUT ON、POWER OFF）の出力も可能です。
※外部コントロール端子およびモニタ用端子の（−）側電位は、出力（−）端子と同電位になります。事故や誤動作防止のため、接続機器はフローティング状態でご使用ください。

バッテリーを接続される方に便利︕ブリーダ ON/OFF
本器の出力にはコンデンサが接続されており、OUTPUT OFF 時にその電荷を放電させるためのブリーダ回路が搭載されています。
Bleeder ON/OFF

通常は一定の電流を引き抜いていますが、ブリーダ回路を OFF すると、出力 OFF 時に接続されているバッテリやコンデンサ、電池等の放電を少なくできます。

●ブリーダ ON（通常）ブリーダ× オフ
放電電流(V)PFR

負荷PFR
OUTPUT OFF で出力コンデンサの電荷(V)を少なくできる。ただし、何も接続され時間 (ｔ)る。そのため、バッテリなどを接続した

時間 (ｔ)

ていなくても本器内部のコンデンサに電場合にも、OUTPUT OFF 中に電荷を放荷が蓄積されているので注意が必要。

電してしまう。

オーバーシュートを抑制︕ CV/CC 優先切替
 

バッテリ

バッテリなどを接続した場合でも、放電を放電させて短時間で電位を下げていOUTPUT OFF

電圧

オン電圧

ブリーダ
放電電流

●ブリーダ OFFOUTPUT OFF

パネル操作ミスの防止に︕パネルロック機能

定電圧（CV) 優先モードと定電流（CC) 優先モードを選

パネルロック機能は、偶発的なパネル操作ミスを防止します。

択することが可能です。

パネルロックが有効の時は、” Lock/Local” キー以外のすべて

出力 ON 時、CC 動作で立ち上るダイオード負荷で、ターンオン時のオーバーシュートを抑制します。のキーと電圧電流ツマミを無効にします。” Output” キーはオフ操作のみ有効です。

オーバーシュート

力率改善、ワールドワイド入力

オーバーシュートを抑制します
出力電圧

出力電圧

出力電流

出力電流

力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は 0.98 です。入力電源は AC100V ～ 240V のワールドワイド対応となっCC優先 オフ (CV優先）ています。（電源電圧に適した電源ケーブルが必要です。）
CC優先 オン

最大 31 台のリモートコントロール︕マルチドロップ接続
RS-485 用の 8 ピンコネクタを使用して、最大 31 台のデイジーチェイン接続が可能です。チェイン内の最初のユニットは、USB/     

GP-IB/ LAN で PC と接続、もしくは LAN で PLC と接続します。
［注︓コントローラ（PC・PLC）と MASTER 間を RS-232C/485 で接続した場合、マルチドロップ接続はできません。］
PC

USB/ LAN/ GP-IB

MASTER

SLAVE
終端器※1

RS-485※1

RS-485

RS-485※2※2

コントローラ

PLC

最大31台LAN※1︓マスター用シリアルリンクケーブルGTL-261※2︓スレーブ用シリアルリンクケーブルGTL-262

ラック組込みに対応︕ DC ファンを搭載したラックマウントキット
DC ファンを搭載したラックマウントキットです。PFR を最大 5 台搭載可能です。（ファン駆動用に AC 入力があります。
Fanless

PFR を 2 台以上搭載する場合は必ずファンを動作させてください。AC 入力タイプは 100V 用、200V 用があります。）

EIA ラックマウントキット

GRA-431-E-100( ファン用 AC 入力 100V）/ GRA-431-E-200( ファン用 AC 入力 200V）

Specifications

定格Model
定格出力電圧定格出力電流定格出力電力パワーレシオCV モード入力変動 (*1)
負荷変動 (*2)

単位
100L50100M250V50250A
102W
100100－55単位
100L50100M250mV
830mV
1033p-p (*4)
mV
50150
リップルノイズ (*3)
r.m.s. (*5)
mV415
温度係数 (30 分以上のウォームアップ後 )ppm/℃
100100
リモートセンシング補償電圧 ( 片側 )V11立ち上がり時間 (*6)
定格負荷時ms50100無負荷時
ms
50
100
立ち下がり時間 (*7)
定格負荷時
ms
100
200
無負荷時
ms
500
1000
過渡応答時間 (*8)
ms
1.52
CC モード単位
100L50100M250
入力変動 (*1)
mA81.2
負荷変動 (*9)
mA
103.2
リップルノイズr.m.s.
mA
102
温度係数 (30 分以上のウォームアップ後 )ppm/℃
200200
保護機能
単位
100L50100M250
設定範囲
V
5 ～ 555 ～ 275
過電圧 (OVP)
設定確度
V
0.50
2.5
設定範囲
A
1 ～ 11
0.2 ～ 2.2
過電流 (OCP)
設定確度
A
0.20
0.040
低電圧 (UVL)
設定範囲
V
0 ～ 52.5
0 ～ 262.5
オーバーヒート (OTP)
動作
本体内 90℃にて出力オフ
AC 入力異常 (AC-FAIL)
動作AC 入力 80V 以下にて出力オフシャットダウン制御 (SD)動作
シャットダウン信号で出力オフ動作
出力オフ
出力制御 (POWER LIMIT)
設定値 ( 固定 ) 定格電力の 103%
外部アナログ制御およびモニター出力
単位
100L50100M250
外部電圧による出力電圧制御 確度
V
0.50
2.50
外部電圧による出力電流制御 確度mA
10020
外部抵抗による出力電圧制御 確度
V
1.00
5.00
外部抵抗による出力電流制御 確度mA
20040
出力電圧モニター
確度
V
0.10
0.10
出力電流モニター
確度
V
0.10
0.10
シャットダウン制御
LOW (0V to 0.5V) レベルまたは短絡でアウトプットオフ
出力オン・オフ制御
ロジック信号での選択が可能
アラームクリア制御
LOW (0V to 0.5V) レベルまたは短絡でアラームクリア
CV/CC/ALM/PWR ON/OUT フォトカプラによるオープンコレクタ出力 ; 最大電圧
ON ステータス出力30V, 最大電流 8mA.
Front Panel表示電圧確度
電流確度
インジケータツマミ
USB ポート
出力端子単位
100L50100M250
0.00-52.50
0.0-262.5
V
4桁A
0.00-10.50
0.000-2.100
0.1% of reading+
mV
40
200
0.2% of reading+mA
202
緑 LED: CV, CC, VSR, ISR, DLY, RMT, LAN, M1, M2,M3, RUN / 赤 LED: ALM, ERR
電圧、電流 各 1
Type A（USB メモリ用）
赤 : 正出力 、黒 : 負出力、緑 : アースグランド

デジタル制御、測定(RS-232/485, USB, LAN, GPIB)
出力電圧設定確度
0.1% of setting+
出力電流設定確度
0.2% of setting+
出力電圧設定分解能
出力電流設定分解能
出力電圧測定確度
0.1% of reading+
出力電流測定確度
0.2% of reading+出力電圧測定分解能
出力電流測定分解能
AC 入力
入力電圧範囲入力周波数範囲
100Vac
最大入力電流200Vac
突入電流
最大入力電力100Vac
力率200Vac100Vac
効率200Vac
出力保持時間インターフェイス
USB
RS-232C/RS-485
LAN (G タイプのみ )GP-IB (G タイプのみ )
動作環境
動作温度
保存温度
動作湿度
保存湿度
高度
General Speciﬁcations
質量
外形寸法
冷却方式
EMC
安全性
耐電圧
絶縁抵抗

単位
mV
mA
mV
mA
mV
mA
mV
mA
単位
Vac
HzA
A
VA

%%

100L50100M250

40
200
202
2
1010.140
200
20221010.1
100L
100M
85 ～ 265
47 ～ 63
1.5
1.44
0.75
0.72
＜ 20Apeak
1500.98
0.95
7072
72
74
＞ 20ms ( 定格負荷時 )Type A: ホスト、Type B: スレーブ、スピード : 1.1 準拠 ,USB クラス : CDC ( 通信デバイスクラス )RS-232C/RS-485 仕様に準拠 ( コネクタを除く )MAC アドレス、DNS アドレス、User パスワード、ゲートウ
ェイアドレス、IP アドレス、サブネットマスク、IPv4、http通信、Socket 通信
SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠 ,専用コネクタ GTL-258 により GP-IB コネクタに変換
0˚C ～ 40˚C
-20˚C ～ 70˚C
20% ～ 80% RH; 結露がないこと
20% ～ 85% RH; 結露がないこと
最高 2000m
単位
100L
100M
本体のみ
約 2.5kg(W × H × D)mm
71 × 124 × 301
自然空冷
計測製品クラス A テストについて、欧州 EMC 指令 2014/30/EU に準拠
欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠
電源入力 - 筐体間 AC 1500V、1 分間
電源入力 - 出力間 AC 3000V、1 分間
筐体 - 出力間 DC 500V、1 分間
電源入力 - 筐体間 100M Ω以上 (DC 500V)
電源入力 - 出力間 100M Ω以上 (DC 500V)
筐体 - 出力間 100M Ω以上 (DC 500V)

備考 :*1: 電源入力 85V ～ 132V 間または 170V ～ 265V 間での変動に対して*2: 無負荷から定格時、AC 一定、リモートセンシグ使用にて*3: JEITA RC-9131B (1:1) プローブ使用*4: 測定帯域幅 10Hz ～ 20MHz*5: 測定帯域幅 5Hz ～ 1MHz
*6: 抵抗負荷時、定格の 10% ～ 90% の時間*7: 抵抗負荷時、定格の 90% ～ 10% の時間*8: 定電圧動作にて、負荷を定格の 50% から 100% に変化させたときに、出力電圧が± (0.1% of rating + 10mV) 内に復帰する時間*9: AC 入力一定、定格電圧分の変動による負荷変動

http://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2018.10.12 JPFR1810K (TTC040) Printed in Japan.