DIGITAL MULTI METERS

6･1/2 桁デジタルマルチメータ

DL-2060 Series

VFD（蛍光表示管）3 色カラーディスプレイにより、視認性が高く、スキャナオプションにより多点計測が可能な 6 1/2 桁デジタルマルチメータ
DL-2060 シリーズは 6 1/2 桁という高分解能計測が可能なデジタルマルチメータです。12 種類の計測項目に８種類の演算機能を持ち、「DL-TOOL」や「DL-LINK」といった便利なアプリケーションが付属しています。また、オプションのマルチポイントスキャナカードを背面拡張スロットに搭載することで、簡単に多点計測が行えます。設計・開発現場にはもちろん、生産・検査システムなどにも容易に組み込むことが可能です。

外部制御

Line-up

ラインナップ
型名

税抜価格（円）USB

RS-232C

GP-IB

DL-2060

85,000DL-2060VR

90,000○××○○×DL-2060VG

98,000○×○

VR タイプのみ

VG タイプのみ

特長・機能

Mass Memory

Limit Test

Fast Sampling

Current Input

Multi-Point Scan

Accessories

付属品●アクセサリ CD-ROM（取扱説明書・アプリケーション） ●電源コード●USB ケーブル ●テストリード ●ヒューズ

定Specifications

格■DC特性 確度 ±（読み値の%＋レンジの%）※1機能

DC電圧※3DL-2060 Series

機能

分解能

入力抵抗

1年（23℃ ± 5℃）

100.0000 mV
1.000000 V

0.1μV
1.0μV

> 10GΩ
> 10GΩ

0.0050 +0.0035
0.0040 + 0.0007

10.00000 V
100.0000 V

10μV
100μV

> 10GΩ
10MΩ

0.0035 + 0.0005
0.0045 + 0.0006

1000.000 V

1 mV

10MΩ

0.0045 + 0.0010

レンジ

DC電流機能※210.00000mA
100.0000mA
1.000000A
3.00000A

範囲抵抗※4■AC特性 確度 ±（読み値の%＋レンジの%）※7

レンジ ※2

分解能

シャント抵抗1年（23℃ ± 5℃）

1μA
10μA

0.1Ω
0.1Ω

0.100 + 0.010
0.120 + 0.020

10nA
100 nA

5.1Ω
5.1Ω

0.050 + 0.020
0.050 + 0.005

デジタルマルチメータ
6 1/2

100.0000 Ω
1.000000 kΩ

分解能100 μΩ
1mΩ

テスト電流

1年（23℃ ± 5℃）

10.00000 kΩ
100.0000 kΩ

10 mΩ
100 mΩ

100 μA
10 μA

0.010 + 0.001
0.010 + 0.001

1.000000 MΩ
10.00000 MΩ

1Ω
10 Ω

5 μA
500 nA

0.010 + 0.001
0.040 + 0.001

100 Ω
10 μV
10 mΩ

500 nA || 10 MΩ 0.800 + 0.010
1mA
0.010 + 0.020
1mA
0.010 + 0.030

100.0000 MΩ
ダイオード テスト 1.0000 V
導通チェック1000.00 Ω

1 mA
1 mA

周波数および周期レンジ※6

周波数（Hz）

1年（23℃ ± 5℃）

100mV ～ 750V ※ 93～55 ～ 10
10 ～ 4040 ～ 300k

0.10
0.05
0.030.01※1※2※3仕様は、6・1/2 桁分解能、２時間のウォームアップ以降に有効
DC１０００V と ３A レンジを除く全レンジで２０％のオーバーレンジ
a. A/D コンバータは連続トリガに設定
b. 入力バイアス電流は ＜30pA（25℃）
c. 全てのレンジについての入力保護は 1000V peak
※4 a. 4-wire 抵抗の仕様。2-wire 抵抗 については、NULL 機能を使用
b. テストリードの抵抗値は100Ω又は1kΩレンジではレンジの10％以下、その他レンジで1kΩ以下をc. 全てのレンジについての入力保護は 1000V peak
※5 仕様は、 6 ・ 1/2 桁分解能、 ２時間のウォームアップ以降に有効※6 AC750V を除く 全レンジで２０％のオーバーレンジ

Options

オプション
型名
OP-41

102

税別価格
（円）
32,800100.0000mV

オプション名（内容）
10ch マルチポイントスキャナカード

分解能

0.1 μ V

AC電圧（TRMS） ※8

1.000000V
10.00000V
100.0000V

1.0 μ V ～ 1mV

750.000V ※ 90.010 + 0.004
0.010 + 0.001■周波数および周期特性 確度 ±（読み値の%）※5機能レンジ※6機能

AC電流（TRMS） ※81.000000A

1μA3.00000A

10 μ A

周波数（Hz）

1年（23℃±5℃）

5 ～ 1010 ～ 20k

0.35 + 0.04
0.06 + 0.04

20k ～ 50k
50k ～ 100k0.12 + 0.05
0.60 + 0.08

3～5100k ～ 300k

4.00 + 0.50

3～51.00 + 0.03

5 ～ 1010 ～ 20k

0.35 + 0.03
0.06 + 0.03

20k ～ 50k
50k ～ 100k0.12 + 0.05
0.60 + 0.08

100k ～ 300k
3～55 ～ 10
10 ～ 5k

4.00 + 0.50
1.00 + 0.04
0.30 + 0.04
0.10 + 0.04

3～55 ～ 10

1.10 + 0.06
0.35 + 0.06

10 ～ 5k0.15 + 0.06

■一般仕様
項目

定格

電源電圧
電源周波数
消費電力
動作温度範囲動作湿度範囲
保存温度範囲使用高度
寸法 (WxHxD)
質量インタフェース
安全規格
EMC 規格100V/220V ± 10%50/60 Hz ± 10%
最大 25 VA
0 ℃ ～ 50 ℃
0℃ -31℃ 80％ RH 以下－ 10 ℃ ～ 60 ℃
2000m まで
224mm x 113mm x 373mm
約 4.4 kg
USB（Type-B）、GP-IB（VG タイプのみ）、RS-232C（VR タイプのみ）
EN61010-1:2010(3rd Edition) 規格適合
EN61326-1:2013 規格適合

※7 仕様は、6・1/2 桁分解能、２時間のウォームアップ以降に有効。 低速 AC フィルタ （帯域幅 3Hz）
※8 レンジの 5% を超える正弦波入力※9 AC750V レンジは 100kHz までに制限

ソフトウェアOP-41T

50,000

熱電対対応 10ch マルチポイントスキャナカード

http://www.texio.co.jp/download/

58,00020ch マルチポイントスキャナカード

上記リンクよりダウンロードが可能です。

UT-2660CA001

3,000

テストリード2,500

バナナプラグ - ワニ口 ( 約 1.2m）

GTL-2053,500

熱電対 + アダプタ

CB-2420P

12,500GP-IB ケーブル

Software●DL-2060 用最新ファームウェア●アプリケーションソフトウェア「SC-TOOL」●アプリケーションソフトウェア「DL-TOOL」（アクセサリ CD-ROM 付属・最新 Ver）

OP-42

GTL-103

1.00 + 0.04

●LabVIEW ドライバ
●Microsoft Oﬃce アドイン「DL-LINK」

DIGITAL MULTI METERS

Features特長・機能●12 種類の測定機能と多彩な演算機能●スロット IN で拡張可能なスキャナカードでマルチポイント計測

標準測定機能は温度測定を含めた 12 種類、各種計測を便利にする演算機能が搭載されています。

測定項目
直流電圧

100mV ～ 1000V

0.1 μ V

直流電流
交流電圧

10mA ～ 3A
100mV ～ 750V (TRMS)

10nA
0.1 μ V交流電流

1A、3A

1μA

100 Ω～ 100M Ω

100 μΩ

3Hz ～ 300kHz

1 μ Hz２線式抵抗測定
４線式抵抗測定
周波数

Multi-Point Scan

最小感度※

測定レンジ・規格

周期

333ms ～ 3.3 μ s

1ps

導通テスト

1 Ω～ 1k Ω /1mA

10m Ωダイオードテスト

0.01V ～ 1.2V/1mA

10 μ V

RTD 温度測定
熱電対温度測定

2wire、3wire、4wire
E、J、K、N、R、S、T

0.01℃
0.01℃

チャンネル毎に計測項目を決めて、連続的に切替測定を行う「スキャン動作」
はもちろん、個別に指定したチャンネルの計測を行うことも可能ですので、様々な試験システムや検査装置に組み込むことが可能です。

USB
GP-IB

専用ソフトウェア※最小レンジの最小桁になります。測定精度は定格を参考下さい。

演算機能

RATIO％
Null( リラティブ )「SC-TOOL」では 4 台まで内容

LimitsMX+B入力 DCV/ リファレンス DCV( 測定値 / ターゲット値 ) × 100
保存した Null( リラティブ ) 値との差を表示します。
測定値が設定した上限値 / 下限値から外れると BEEP 音および HI/LO 表示をします。
測定値× M（倍率）＋ B（オフセット値）

dBdBm
アベレージ

測定値 (dBm) ー相対値 (dBm)
10 × log( 測定値 2/ 基準抵抗値）/1mW
一連の測定で測定した最大値・最小値・平均値・測定数をメモリに保存●最高 2000 回 / 秒の高速測定も可能

Fast Sampling●2000 データを保存可能なメモリ内蔵

設定した上限値 / 下限値に対して、測定値が範囲から外れた場合、BEEP 音を鳴らすことができます。また、ディスプレイには HI/LO が表示されます。
USB インタフェースを無効にした場合、USB コネクタから PASS/FALSE のTTL 出力をすることが可能です。

単純な経路切替ツール■搭載可能なマルチポイントスキャナカード ※どれか一つ搭載可能
型名
税抜価格（円）OP-41

OP-41TOP-42

32,80050,00058,000

チャンネル数

最大 10 チャンネル××

冷接点補償回路0V
2ms±100μs

125V rms、175V
peak、100kHz、スイッ
チング電流 1A、最大電力 62.5VA（抵抗負荷）

最大入力（DC）

110V、スイッチング電流 1A、最大電力 30VA（抵抗負荷）

110V rms、155V peak、100kHz、
スイッチング電流 1A、最大電力 30VA（抵抗負荷）リレーの寿命10 万回以上（最大負荷）、10000 万回以上（コールドスイッチング）

リレーの動作時間

最大 5ms ON/OFF

リレーの接点電位差± 500nV typ 以下、最大 1 μ V

コネクタ部

スクリュータイプ、適合線材 AWG22 ～ 28

アイソレーションコモンモード電圧

チャンネル間︓10 ＧΩ以上、75pF 以下
チャンネル - アース間︓10 ＧΩ以上、150pF 以下
350V peak
200V peak（チャンネル - アース間） （チャンネル - アース間）
チャンネル間︓200Vpeak、チャンネル間︓160V peak、チャンネル -LO 入力端
チャンネル -LO 入力端子︓160V peak
子︓200V peakOP-41T

OP-41T は 10 チャンネルのマルチポ
イントスキャナカードで、熱電対温度測定をその他の測定とミックスすることが可能です。冷接点補償回路をカード内部に搭載し、DL-2060 に周囲温度設定を行う必要がなく、熱電対計測を行うことが可能です。

●便利なソフトウェアを用意
DL シリーズに標準添付のアプリケーションソフト（DL-TOOL＆DL-LINK）によりパネルのコントロール及び Microsoft Excel や Word へのデータの送信、受信が可能。
また、スキャナカードを搭載した DL-2060 シリーズを最大 4 台まで制御・データ取得・チャート表示が可能な「SC-TOOL」もホームページよりダウンロード可能。

DL-TOOL●最大 4 台までの DL-2060、DL-1060 を制御可能（混在可能）●1 台の DL-2060 のスキャン制御が可能
取り込んだデータは CSV でエクスポートが可能××

最大入力（AC）

端子間最大入力電圧5V

最大 20 チャンネル○○■スキャン計測速度（参考値）
AutoZero OFF、AutoRange OFF、スキャン間隔 =0 、60Hz
積分時間（桁数）
単機能(VDC)

測定速度 (ms/ch) ※0.02 (Fast 4 1/2)

34.0

0.1 (Slow 4 1/2 & Fast 5 1/2)

37.0

1 (Slow 5 1/2 & Fast 6 1/2)

52.6

10 (Slow 6 1/2)

204.1

デジタルマルチメータ
6 1/2

リミットテストのパス／フェイルに対応じた出力は、USB 端子から、2ms ( 100μs) のローアクティブなTTL レベルのパルスがトリガ毎に出力されます。

チャンネル順にスキャン動作

DL-2060 Series

内蔵メモリに 2000 個の計測データを保存する事ができます。オプションのマルチポイントスキャナカード搭載時など、PC へデータを転送せずに各ポイントの計測値を確認することができます。

●リミットテスト機能

Limit Testのスキャン動作をサポート

熱電対測定

積分回数を 10/1/0.1/0.02 で選択可能。積分回数が 0.02（4 桁半）設定で最高 2000 回 / 秒の高速測定が可能。

Mass Memory

DL-2060 シリーズはオプションのマルチポイントスキャナカードを搭載することで、測定ポイントを連続的に切替えたり、経路変更を行う等の多点計測を行うことができます。

AutoZero OFF、AutoRange OFF、スキャン間隔 =0 、60Hz

DL-LINK●Excel（Word）のアドインとして直接データ入力、グラフ表示が可能

SC-TOOL●最大 4 台のスキャナ搭載 DL-2060 を制御可能。
（スキャナ未搭載でも問題ありません）●個々の測定値にカラー・ディビジョン・オフセット値を設定し、個々の変動が視覚的に確認できるチャート表示が可能●取り込んだデータは最大 10 個まで保存可能でチャートへの再表示が可能。CSV でのエクスポートも可能。

複合機能(VDC+2-wire)

積分時間（桁数）

測定速度 (ms/ch) ※0.02 (Fast 4 1/2)

153.8

0.1 (Slow 4 1/2 & Fast 5 1/2)

158.7

1 (Slow 5 1/2 & Fast 6 1/2)

222.2

10 (Slow 6 1/2)833.3

※測定速度は、スキャン 2,000CH 回の平均値です●LabVIEW ドライバを用意
LabVIEW で利用可能な計測器ドライバを用意しております。

お問合せはhttps://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166103