第61回岐阜県医学検査学会抄録集

Ｆｉｇ．1

新境川堤の桜会期 令和6年3月10日 （日）会場 岐阜医療科学大学 早緑ホール
主催 一般社団法人 岐阜県臨床検査技師会
担当 岐阜地区

第61回
岐阜県医学検査学会

会期 令和6年3月10日 （日）会場 岐阜医療科学大学 早緑ホール
主催 一般社団法人 岐阜県臨床検査技師会
担当 岐阜地区学会長

菊地 良介（岐阜大学医学部附属病院）

実行委員長 浅野 敦
事務局長

（東海細胞研究所）

苅谷 美里 （澤田病院）

1

学 会 案 内
1. 学会に参加される方へ・会場受付は3月10日（日）8時40分より開始致します。
・学会受付にて、参加費1,000円をお支払いの上、参加登録を行って下さい。
・当日は会員証を使用したバーコードスキャナーにて受付しますので｢会員証（プラスチック製）｣を必ずご持参下さい。
・参加証、領収書、ネームホルダーをお渡ししますので、参加証に所属と氏名を記入して、会場内では必ず着用して下さい。

2. 座長の方へ
・座長受付は会場受付に用意します。発表時間の30分前までに受付を済ませて下さい。担当演題開始5分前には次座長席へご着席下さい。
・一般演題は、発表6分質疑応答3分ですので、時間内に終了するようにご協力をお願い致します。

3. 演者の方へ
・発表方法はＰＣ（パソコン）による発表のみとします。
・発表データは、学会事務局へ電子メールにて事前に送付して頂くことを原則とします。 尚、当日チェック用の ＰＣ を準備しますので、発表 ３０ 分前
迄に会場受付にて最終動作確認を行って下さい（次ページの関連事項参）。
・Back up としてUSB メモリを持参することをお勧めします。
・一般演題の発表時間は 1 題 6 分です。
学会運営上時間厳守でお願い致します。
・ PC 操作は発表演者が行って下さい。

4. 質疑討論される方へ・質疑、追加発言などは挙手をし、座長の許可を得た後、所属、氏名を述べてから行って下さい。

5. 会場内での注意事項
・会場内では、携帯電話や PHS などは電源をお切りになるかマナーモードに設定していただき、周りの方のご迷惑とならないようご配慮願います。

2

6. 昼食について
・ランチョンセミナーを企画しております。
7. クロークについて・クロークは用意しておりません。 貴重品等の管理は、各自ご自身の責任において行って下さい。
8. 喫煙について
・施設内は全館禁煙となっております。 ご協力お願いします。
9. 駐車場について
・学内駐車場をご利用ください。

3

交通アクセス
岐阜医療科学大学〒501-3892 岐阜県関市市平賀字長峰795-1 TEL 0575-22-9401

公共交通機関駐車場
学内駐車場をご利用ください。

4

○ 演題発表形式およびスライド作成について
・発表時間は 1 演題 9 分 （発表 6 分、質疑 3 分） です。
・口演発表の発表形式は Power

Point Office365: Version2308 (Windows 版）による PC 発表とします。
・スライド作成の Power Point は Office365 もしくは Power Point 2016 以降（いずれも Windows版）で作成されることをお勧めします。
・PowerPoint 97-2003 でファイルを作成された方は、通常保存の 「PowerPoint プレゼンテーション」
を選択して保存してください （拡張子は pptx）。また、 Power

Point 97-2003 で作成された場合、

位置ずれ等の可能性があります。以降の方法で保存をしてください。
１．[ファイル] タブをクリックし[オプション](ウィンドウの左下隅付近) をクリックします。
２．左側の列で、[保存] タブを選択します。
３．下部の [このプレゼンテーションを共有するときに再現性を保つ] の下にある [ファイルにフォントを埋め込む] チェックボックスをオンにします。
・スライドの画面サイズは、標準の４：３かワイドの１６：９がありますが、４：３で作成してください。
・スライド作成時、画面枠いっぱいに使用しますと、 PC 環境の違いによっては文字・画像のはみ出しが起こる場合がありますのでご注意ください。 また、スペースを大量に挿入してテキストの位置を調整した場合には、 PC 環境の違いにより大きく位置ずれする場合がありますのでご注意ください。
・作成に使用するフォントは Windows 標準のものをご使用ください。特殊なフォントを使用した場合、正しく表示できない場合があります。
・同じスライドを 2 回映したい場合は同じスライドを 2 枚作成してください。
動画を含むファイルでは、元の動画ファイルも同じフォルダに入れて下さい。
・作成ファイルはウィルスチェックを行ってください。 なお、本番でのデータにウィルス感染が認められた場合は、受理できない場合があります。予めご了承下さい。
・口演発表は、事務局が準備した PC にて行うことを基本とし、PC の持込みによる口演発表は予定しておりません。 但し、動画などの動作不良やファイルにウィルス感染が認められた場合などは、学会当日、 PC 持ち込みでの口演発表をお願いする場合がありますので、予めご了承下さい。
・本番発表データは、学会事務局まで事前に電子メールにて送付して頂くことを原則とし、予め学会事務局でスライド動作確認を行います。
・事前送付の締め切りは令和 6 年 2 月 29 日 （木） 必着とします。
○ スライド送付方法
・ギガファイル便などの大容量ファイルの転送サービスなどを利用してスライド送付先へご連絡お願いします。
○ 発表用スライド送付先
・第 61 回岐阜県医学検査学会事務局 (e-mail: sawada1979labo@sawada-hp.or.jp)
・事前送付が完了出来なかった場合、会場受付にて USB メモリによる発表デ－タの受付を行います。
発表 30 分前までに動作確認を済ませて下さい。

5

・本学会で使用したデータや PC 等に残存する発表データ等は、学会終了後、事務局で責任を持って破棄させて頂きます。
○ 学会当日事務局
・総合受付にて行います。

6

第 61 回岐阜県医学検査学会開催にあたって
会長 棚村 一彦
（岐阜県臨床検査技師会）
令和６年能登半島地震が発生し多難な１年のスタートとなりました。
また、コロナ、インフルエンザ等の感染症もまだまだ流行の兆しを見せていますが、感染症法での位置づけの改定がなされ人流等コロナ前の日常に戻ってきました。
これを受けて、この度第 61 回岐阜県医学検査学会が岐阜医療科学大学において 3 年ぶりの現地開催の運びとなりました。教育講演を日臨技代表理事会長の宮島先生に臨床検査技師が担うタスクシフト/シェアを中心に今後の臨床検査技師の在り方をご講演いただきます。また、ランチョンセミナーでは日本光電、ロッシュの 2 社によるご講演を頂きます。市民公開講座は「がんゲノム医療ができること」と題して中部国際医療センターの水谷先生にご講演を賜ります。
久しぶりの現地開催です、是非とも皆様の活発な交流を期待して挨拶とさせて頂きます。
最後に岐阜地区の理事並びに役員の皆様には、当会開催にあたり多大なるご尽力を受け賜わりまして深く感謝申し上げます。

7

第61回岐阜県医学検査学会 日程表
3 月10 日（日）9：00 ～

参加受付 開始

9：30 ～ 9：40

第61回岐阜県医学検査学会
開催挨拶（学会長・会長）

9：40 ～ 10：50

一般演題（1～7）
教育講演『 臨床検査技師が担うタスクシフト/シェアとは 』

10：50～11：50（一社）日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長
宮島 喜文 先生
ランチョンセミナー『 検査器械の精度管理～脳波計の場合～ 』
日本光電工業株式会社
中部支店 ソリューション営業部 検査ソリューション課
四馬田 翔 先生

12：00～13：00『 医療経営におけるVUCA時代に求められる人材とは 』
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
エグゼクティブコーチ（元取締役 人事・総務部門長）
髙﨑 洋一 先生
市民公開講座『 がんゲノム医療ができること 』
中部国際医療センターがんゲノム診断・診療センター
副センター長 / 泌尿器科部長

13：20～14：20

水谷 晃輔 先生
14：30～15：15
14：15～16：09

学生演題（8～12）
一般演題（13～18）

16：09～

第61回岐阜県医学検査学会 閉会アナウンス※生涯教育研修 医学検査学会参加 （専門） 20点

第６１回岐阜県医学検査学会 学会長挨拶
学会長 菊地 良介（岐阜大学医学部附属病院）
第 61 回岐阜県医学検査学会開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。
このたび，岐阜県臨床検査技師会（岐臨技）岐阜地区が担当として第 61 回岐
阜県医学検査学会を 2024 年 3 月 10 日（日），岐阜県関市の岐阜医療科学大学早緑ホールにて開催させていただくことになりました。プログラムといたしましては，一般演題，学生演題，教育講演と市民公開講座を予定しております。
学会は一般演題がとても重要な位置付けにあります。また，当学会の特徴と言える学生演題もあります。岐阜県下の未来の臨床検査技師、そして若手臨床検査技師が，本学会を登竜門として経験することで，中部圏支部医学検査学会，日本
医学検査学会，そしてアジア医学検査学会をはじめ世界に飛び立つ第一歩となることを期待したいと思います。振り返ると，私自身も入職 4 年目の 2010 年に愛知県医学検査学会（前職が愛知県のため）での一般演題発表を経て，ここまで来られたように感じております。その後，月日が流れる間に社会情勢や医療情勢が大きく変容しました。そこで，教育講演では日本臨床衛生検査技師会代表理事の宮島喜文会長をお招きし，臨床検査技師が担うタスクシフト/シェアについてご講演いただきます。昨今の社会情勢や医療情勢の変化を正しく認識し，未来志向の視点から臨床検査技師に何が求められているか，その中で何ができるかを想像していただき，“この先”の臨床検査技師像について考えたいと思います。
また，市民公開講座では，中国際医療センター副センター長の水谷晃輔先生に「がんゲノム医療ができること」についてご紹介いただきます。
これら企画を通じ，皆様と「これからの臨床検査」について考える時間を共有する良い機会となりましたら幸いです。そして，2026 年には世界 30 ヵ国以上が参加する世界医学検査学会を日本がホスト国として開催が予定されています。
本学会を経験した学生と若手臨床検査技師から一人でも多くの演題発表をしていただけることを期待しています。
この場をお借りしまして，当学会の開催にあたり協賛企業の皆様方に感謝申し上げます。また，本学会の企画立案から運営にご尽力いただきました岐臨技岐阜地区の実行委員，実務委員，そして関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
最後に，能登半島地震において、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、不幸にしてお亡くなりになられた方々のご冥福とご遺族にお悔やみ申し上げます。

9

～教育講演～座長 ： 関敏秀

岐阜県総合医療センター『 臨床検査技師が担うタスクシフト/シェアとは 』
講師 ： 一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
代表理事会長宮島喜文 先生

10

～市民公開講座～
司会 ： 日高祐二

東海中央病院『 がんゲノム医療ができること 』
講師 ： 中部国際医療センターがんゲノム診断・診療センター
副センター長 / 泌尿器科 部長
水谷晃輔 先生

11一般演題プログラム
総合・遺伝子検査【9：40～10：07】 座長 ： 後藤雪乃 （岐阜県総合医療センター 中央検査部）
1.

YouTubeを活用した外来採血待ち時間の見える化への取り組み
岐阜大学医学部附属病院検査部 石田秀和

2.

Microsoft Excelを用いた検査試薬棚卸業務の自動化
JA岐阜厚生連 中濃厚生病院 桂川晃一

3.

当院のがん遺伝子パネル検査における低品質検体の検討
社会医療法人 厚生会 中部国際医療センター 澤田清矢

微生物検査
【10：07～10：25】 座長 ： 森田恵理 （岐阜赤十字病院 検査部）
4.

当院における過去５年間の血液培養検査の評価
岐阜大学医学部附属病院検査部 市岡里奈

5.

FilmArray 髄膜炎・脳炎パネルの使用実績
岐阜県立多治見病院 可児 あかね

血液・一般検査【10：25～10：43】 座長 ： 野村貴丙 （岐阜市民病院 中央検査部）
6.

破砕赤血球の経時的観察が有用であった移植関連血栓性微小血管症 ( TA-TMA ) の1症例
岐阜大学医学部附属病院検査部 安藤穂乃実

7.

便潜血免疫法における採便容器の安定性評価
中津川市民病院 小川真史

【10：43～10：50】
休

憩

12

教育講演
【10：50～11：50】 座長 ： 関敏秀 （岐阜県総合医療センター 病理部）
『 臨床検査技師が担うタスクシフト/シェアとは 』
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長
宮島喜文 先生
ランチョンセミナー【12：00～13：00】『 検査器械の精度管理～脳波計の場合～ 』
日本光電工業株式会社
中部支店ソリューション営業部検査ソリューション課 四馬田翔 先生『 医療経営におけるVUCA時代に求められる人材とは 』
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
エグゼクティブコーチ（元取締役 人事・総務部門長） 髙﨑洋一 先生
市民公開講座【13：20～14：20】 司会 ： 日高祐二 （東海中央病院 臨床検査科）『 がんゲノム医療ができること 』
中部国際医療センターがんゲノム診断・診療センター
副センター長 / 泌尿器科 部長 水谷晃輔 先生
学生演題【14：30～15：15】 座長： 乙訓貴之 （岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科）
田中滋人 （東海学院大学 人間関係学部 心理学科 / 救命救急）8.

アルブミン測定における標準物質の違いおよび閉塞性疾患による測定誤差検討
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科 古田雛子

9.

ラットを用いた総胆管閉塞および部分胆管閉塞モデル作製と病態比較
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科 澤田拓樹

10.

胆管閉塞モデルラットへのピルフェニドン投与による肝線維化抑制効果の検討
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科 小島穂乃香

11.

愛玩動物の消化管に生息する細菌の菌種および薬剤感受性に関する研究
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科 小嶋愛里菜

12.

香りによる認知機能スクリーニングについて ～学生の視点から～
東海学院大学 健康福祉学部 管理栄養学科 加藤心琴

13

生物化学分析検査【15：15～15：33】 座長 ： 安藤航平 （岐阜県総合医療センター 中央検査部）
13.

巡回検診にて遭遇した変異ヘモグロビンを疑う1症例
JA岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター
西美濃厚生病院 棚橋正智

14.

ミキシングボールを内蔵した血液ガス採取容器 safePICOの妥当性検証
岐阜大学医学部附属病院 開原弘充

生理検査
【15：33～16：09】 座長 ： 神谷敏之 （松波総合病院 中央検査センター）
15.

心臓超音波検査における有所見時の緊急報告について
大垣市民病院 長谷川千恵

16.

左脚前枝と左脚後枝の交代性脚ブロックの１例
大垣市民病院 山田直弥

17.

肥大型心筋症の経過観察中に左室心尖部瘤形成による心電図変化を認めた１例
岐阜大学医学部附属病院検査部 伊藤亜衣梨

18.

乳頭下病変の検出に超音波検査が有用であった乳がんの一例
岐阜県総合医療センター超音波検査部 森島妃那子

14YouTube を活用した外来採血待ち時間の見える化への取り組み
1)

岐阜大学医学部附属病院 検査部

2)

岐阜大学医学部附属病院 医事課医事係・医療情報部○石田秀和 1)、関根綾子 1)、岡有希 1)、難波孝宏 2)、加藤一郎 2)、藤原琢也 2)、菊地良介 1)【はじめに】

活用し、必要に応じ各検査室から採血室への応

外来採血における待ち時間は患者満足度に大援がリアルタイムで行えるように努めている。

きく影響する要素の一つであるが、外来患者数【考察】の増加や診断・治療における臨床検査に対する患者サービス向上のため、外来採血待ち時間

ニーズの増加により外来採血患者の待ち時間増の見える化を目的とし、YouTube を活用した患者加を招いている現状がある。当院検査部では採呼び出し状況のライブ配信を行った。採血待ち時

血待ち時間に対する患者ストレスの軽減を目的と間を短縮することは人的コストや労務コストの問して、採血待ち時間の見える化を行った。

題からすぐに解決することは難しい。YouTube ラ【運用方法】

イブ配信を活用した見える化は低コストで実現可

採血待ち時間の見える化として当院採血室に設能であり、採血待ち時間の見える化は患者ストレ置しているテクノメディカ社の患者呼び出し状況

ス軽減に寄与することが考えられる。

ディスプレイの内容をライブ配信することとした。
ライブ配信プラットフォームには Google 社の提供

チャンネル URL

する YouTube、配信機材として Blackmagic Design

https://www.youtube.com/@cl_gifuu_hp

社の Atem mini pro を使用した。これまで中央採血室周辺に表示していた「患者呼び出し状況」お患者向け案内よび「まもなく呼び出される患者一覧」画面をそれぞれの端末から HDMI 分配器を介し、Atem minipro へ接続しライブ配信を行っている。なお、２画面の切り替えは Atem mini pro 管理アプリケーシ
ョンよりマクロ設定により 10 秒ごとに画面が切り替わるように設定している。
【患者へのアプローチと活用方法】
YouTube ライブ配信では動画配信ごとに配信動
画の URL が変わってしまうため、動画チャンネル【連絡先】 058-230-6000

URL の QR コードを作成し、患者受付時に案内文書を配布している。また、検査部独自ホームペー
ジや病院のコンシェルジュアプリからもチャンネル
URL にアクセスできるようにし、患者が利用しやすい環境を構築している。現在までの利用状況としては、採血待ち時間と視聴数に正相関が見ら
れ待ち時間が増加する日には視聴数が増加していた。また、検査部スタッフは各検査室のインターネット環境端末から採血室混雑状況把握として

15

Microsoft Excel を用いた検査試薬棚卸業務の自動化

JA 岐阜厚生連 中濃厚生病院 検査科〇桂川 晃一、八木 翔、西尾 岬樹、村田 真織、波多野 正和、竹腰 知治【はじめに】のため、使用中は他の業務ができない不便性が当院では既存の試薬管理システムが導入され解消された。突発的なトラブルでシステムが使用たパソコンを利用して棚卸業務を行っていた。し不可能となった場合は、Excel VBA を使用するこかし、パソコン本体の故障によって試薬管理シスとにより、業務の効率化が可能である。

テムが使用不可となり、棚卸業務が困難となった。

【連絡先】 0575-22-2211 （内線 1690）

そこで、Microsoft Excel の Visual Basic forApplications(VBA)を利用したマクロ機能を使用してシステム作成を行い、棚卸業務を行った。
【方法】
Excel VBA 機能の使用歴 1 年のスタッフ 1 名と棚卸責任者 2 名にて、棚卸業務における入力と出力項目、出力条件、出力様式を設定し、棚卸システムを作成した。システム化プログラムは時間外に自己研鑽として行い、プログラム化の打ち合わせは平日日勤帯に行った。
【結果】
システム作成期間は 2023 年 9 月 30 日から同年 11 月 2 日でシステム修正回数 11 回行った。
プログラム化の打ち合わせ回数 3 回で打合せ時
間は各 10 分であった。棚卸システム作成前の棚
卸業務時間は 30 分で、棚卸システム使用時における棚卸業務時間は 1 分であった。システム化によって、入力情報や入力形式の標準化によるデータ入力作業の簡素化が可能となった。また、取引伝票参照によるデータの正確性および情報の信頼性を確保できた。
【考察】
棚卸は施設における経営利益把握の重要な業務であり、正確な情報が求められる。システムを使用することで、毎回繰り返し行う作業を自動化
して、作業時間の短縮や入力間違え防止が可能となった。また、棚卸業務について、棚卸作業用のパソコンは日常業務で使用するパソコンと共用

16

当院のがん遺伝子パネル検査における低品質検体の検討
社会医療法人厚生会 中部国際医療センター 1 臨床検査技術部、2 病理診断科、
3

がんゲノム診断・診療センター○澤田 清矢 1,3、木下 綾音 1,3、幅 菜摘 1,3、古田 裕仁 1、古川 裕貴 1、中村 綾花 1、宮下 宗之 1、
藤井 彩加 1、福井 加代子 1、藤本 不二男 1、鈴木 敦 1、平出 耕石 3、 杉山 誠治 2、水谷 晃輔 3、
加藤 容崇 3、山田 鉄也 2、松永 研吾 2、石原 哲 3【目的】

れた検体は固定の良い領域をトリミングし直した

がん遺伝子パネル検査（以下、パネル検査）はことで改善した。過固定と経年劣化が疑われた検FFPE 標本から抽出した DNA を解析し、網羅的体は病理医と協議し、別の FFPE ブロックを選択に遺伝子異常を検出する手法である。パネル検しても品質の改善が見込めないと判断した。

査における DNA 品質は遺伝子異常の検出に大【考察】

きく影響する。今回、当院のパネル検査で低品質

DNA 抽出は細胞を蛋白分解酵素で溶解し、自と評価した検体を検討した。

動核酸精製装置を用いて行っている。DNA 低濃【方法】

度となった検体のうち総面積が大きい検体は、細2019 年 1 月から 2023 年 12 月に実施した胞数が過剰であることで細胞の溶解が不十分と

全 930 検体の内、DNA が低品質と評価されたなり、精製効率が落ちた結果、DNA 収量が低下

28 検体を対象とした。DNA を抽出した後、DNAしたと考えられた。一方、総面積が小さい検体

濃度、DIN（DNA の断片化評価）、QC Score・は、細胞数が少ないことが直接的な原因となり、Amplifiable（DNA の増幅効率の評価）の 4 項

DNA 収量が少なくなったと考えられた。固定不目を測定して DNA の品質を評価した。評価基準

足の検体は、固定の良い領域をトリミングするこ

は DNA 濃度：13.0 ng/μL 以下、DIN：2.3 以とで改善できたことから、組織深部が固定不足に下、QC Score：0.04 以上、Amplifiable：1.500

より DNA が断片化したことで Amplifiable が評

以下を低品質とした。また、バーチャルスライドを

価基準を下回ったと考えられた。そのほか用いて抽出領域の面積を測定し、スライド枚数かAmplifiable が低値となった検体は、約 5 日間

ら総面積を算出した。

ホルマリン固定した検体と FFPE ブロック作成か【結果】

ら 6 年経過した検体であった為、長時間のホル

低品質となった要因は DNA 低濃度（16 件）とマリン固定や保管期間が長い FFPE ブロックはAmplifiable 低値（12 件）であった。DNA 低濃

DNA が断片化し、評価基準を下回ったと考えら

度となった検体は総面積が大きい検体（11 件）とれた。今回の検討により、低品質検体の要因と改小さい検体（5 件）に区別された。総面積が大き

善方法を明確にすることが出来た。本結果を元に

い検体は抽出領域を狭めたり、スライド枚数を減

低品質検体を減らせるよう取り組んでいきたい。

らすことで改善した。総面積が小さい検体はスラ【連絡先】

イド枚数を増やすことで改善した。Amplifiable

社会医療法人 厚生会中部国際医療センター

低値となった検体はホルマリン固定不足（以下、中部がんゲノム医療研究センター

固定不足）（10 件）、ホルマリン過固定（以下、過TEL：0574-66-1100 （内線：8100）

固定）（1 件）、FFPE ブロックの経年劣化（以下、経年劣化）（1 件）と区別された。固定不足が疑わ

17

当院における過去 5 年間の血液培養検査の評価
岐阜大学医学部附属病院 検査部○市岡里奈 米玉利準 丹羽麻由美 中村真大 横堀侑太 小川瑞稀 横山颯大 菊地 良介【はじめに】

実施後群は 31.7 セット，91.8 %，10.6 %，1.4 %であ血液培養検査は菌血症や敗血症の診断，治療った．また，検出菌は過去５年間で Coagulase-の目的で実施される．血液培養検査において汚Negative-staphylococci（CNS）が 最も多く検出さ染率等の適切性を評価する事は感染症診断やれた．

治療等を行うために重要である．当院では従来，【考察】

医師のみが血液培養の採血を行っていたが，タ今回の検討から，当院における 5 年間のスクシェアの観点から 2021 年 9 月より医師に加1,000patient-days あたりの血液培養セット数は平え看護師による血液培養採血が開始された．今均で 27.6 セットであり，全国 52 国公立大学病院

回，当院の過去 5 年間の血液培養検査の状況把における 2020 年集計結果である中央値 25.4 セッ

握および看護師が血液培養採血を始める前後でトを上回っていることが明らかとなった．複数セッ

データを比較検討した．

ト採取率は 5 年間に渡り常に 90 %以上であり，複【対象と方法】

数セット採取が現場に定着していることが明らか

2019 年 1 月～2023 年 12 月までの 5 年間に当となった．また，大学病院集計における汚染率

院検査室に提出された血液培養 26,282 件を対象

（2020 年）が 1.0 ～5.9 %であることと比較すると，とした．血液培養の測定機器は BACTEC FX（日当院の汚染率は 1.3 %（2020 年）と少なかった．検本 BD）を使用し，培養期間は 7 日間とした．また，出菌は 2015 年に丹羽らが報告した当院５年分

日本臨床微生物学会の血液培養検査ガイドに基（2010 年～2014 年）のデータと比較しても，上位づき，血液培養提出率，複数セット採取率，陽性10 菌種と大きな差を認めなかった．

率，汚染率，検出菌等を検討した．入院患者あた

看護師の血液培養採血参画によるデータの変りの血液培養提出率については 1,000 patient-化を比較すると，1,000 patient-days あたりの血液days あたりの血液培養セット数で求めた．また，培養セット数は実施前群 25.3 セット，実施後群看護師採血によるデータの変化を比較するため，

31.7 セットと実施後群で増加していた．汚染率は，2019 年 9 月から 2021 年 8 月までを実施前群，実施前群，実施後群ともに 1.4 ％と差はなかった．

2021 年 9 月から 2023 年 8 月までを実施後群としこのことから概ね必要時に適切な消毒手技をもって比較を行った．

て血液培養採取が行われていると考えられる．

【結果】

以上を踏まえて，自施設の血液培養検査が適

過去 5 年間の 1,000 patient-days あたりのセ切か否か評価し臨床側および血液培養採取に関ット数は，2019 年から順に 27.1，24.5，28.4，24.5，

わる教育側にフィードバックし感染症治療へ貢献

35.1 であった．小児科を除いた複数セット採取率

していきたい．

は， 93.9 %，93.6 %，94.2 %，97.9 %，92.9 %となった．陽性率は平均 10.9 %であり，汚染率の平均は【連絡先】

1.4 %であった．実施前群の 1,000 patient-days

TEL：058-230-7259

あたりのセット数，複数セット率，陽性率，汚染率
はそれぞれ 25.3 セット，92.8 %，10.9 %，1.4 %で，18

FilmArray 髄膜炎・脳炎パネルの使用実績

地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 臨床検査科○可児あかね 八島繁子 各務志乃ぶ 長谷部雅也 髙橋美沙紀 荒町和音 成瀬真実 佐伯浩和
【はじめに】

ME パネルと同時に外部委託検査を依頼した検髄膜炎は敗血症とともに重篤な疾患であり、早体 64 件のうち検査結果の不一致が 2 件あり、水期診断と適切な抗菌薬治療が患者の予後と後遺痘帯状疱疹ウイルスと単純ヘルペスウイルス 1 で症の有無を左右する。これまで、自施設での培養あった。2 件とも ME パネルではウイルスが検出検査や外部委託検査を活用し検査を行ってきたできたが、外部委託検査では感度以下という結が、細菌名、ウイルスの同定、薬剤感受性結果果であった。

が判明するまでに数日を要する。

培養検査にて Escherichia coli と Cryptococcus

FilmArray（ビオメリュー・ジャパン）の髄膜炎・脳neoformans が 2 件ずつ陽性であったが、ME パネ

炎パネル（ME パネル）は、マルチプレックス PCR

ルは未実施であった。

を用いて脳髄液中の細菌（6 種）、ウイルス（7 種）
及 び 酵 母 様 真 菌 （ Cryptococcus【考察】neoformans/gattii）を検出する。検体量は 200µL

ME パネルの導入により、結果報告時間が短縮

必要で、2 時間以内に結果報告が可能である。

された。検体量は 200µL と少量で検査が可能で当院では 2021 年 7 月より ME パネルを院内導あるため、小児等十分な量を採取できない場合入した。今回、当院における ME パネルの使用実でも検査可能である。外部委託検査では感度以績について報告する。

下という結果であったが、ME パネルでウイルス名を同定できた症例があり、感度も十分あるとい

【対象】

える。

2021 年 7 月から 2023 年 11 月までに ME パネ

迅速な原因微生物、ウイルスの同定により、そルで検査を実施した 99 件を対象とした。

の後の治療薬の選択、適切な治療に貢献できる
と考える。

【結果】
ME パネルの依頼件数は保険適応前で合計 20【連絡先】

件（1.3 件/月）、保険適応後で合計 79 件（5.6 件/

地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院

月）と増加しており、依頼科としては神経内科、小臨床検査科

児科、腎臓内科の順に多い結果であった。

0572-22-5311 内線：2620

99 件中 12 件(12.1％)が陽性となり、内訳はエンテロウイルス 4 例、水痘帯状疱疹ウイルス 3 例、
単純ヘルペスウイルス 1 及び 2 3 例、ヒトパレコウイルス 2 例であった。年齢は 0 歳から 87 歳（男性 67 人、女性 32 人）で、年齢別陽性率は、0 歳が 50.0％で最も高く、次いで、1～6 歳 37.5％、75
歳以上 11.5％であった。

19

破砕赤血球の経時的観察が有用であった移植関連血栓性微小血管症(TA-TMA)の 1 症例
１）岐阜大学医学部附属病院 検査部 ２）同 血液感染症内科 ３）同 輸血部○安藤穂乃実¹⁾、神戸歩¹⁾、生駒良和²⁾、石田真理子¹⁾、上野嘉彦¹⁾、加藤憂朔¹⁾、岡有希¹⁾、開原弘充¹⁾、
菊地良介¹⁾、中村信彦³⁾、白上洋平¹⁾、大倉宏之¹⁾【はじめに】投与が行われ、LD 値と破砕赤血球数の経時的

血栓性微小血管症(TMA)は細血管障害性溶血推移を参考にしながら治療が進められた。破砕

性貧血、血小板減少、そして血小板血栓による赤血球の割合は rTM 投与開始から増減を繰り返

臓器障害を特徴とする疾患群である。TMA は原

したが、最終的に減少し、およそ 2 ヵ月後には消因によっていくつかに分類されている。自己免疫

失 を 確 認 、 rTM の 投 与 を 終 了 し た 。 そ の 後 、疾患、同種造血幹細胞移植、シクロスポリン

GVHD と TA-TMA の症状は自然軽快した。破砕（CyA）などの免疫抑制剤の投与、移植片対宿主

赤血球出現から消失するまでの期間では、赤血病(GVHD)などに伴う発症は、二次性 TMA に分類

球数 1000 個中の破砕赤血球数の割合と LD 値される。二次性 TMA のひとつである移植関連に正の相関があった(Spearman の相関係数（TA）-TMA は同種造血幹細胞移植後の重篤な= 0.419、p=0.003）。

合併症として認識されている。TA-TMA の診断基

【考察】

準のひとつに、末梢血塗抹標本における破砕赤

本症例における TA-TMA は GVHD と CyA によ血球の有無が挙げられる。しかし、経時的に定量る血管内皮障害が発症要因になったと考えられ評価した破砕赤血球が、どのように臨床症状をる。損傷した血管内皮では、血小板凝集による微反映しているかについて示した報告はほとんどな

小血栓により血管内腔が狭窄し、赤血球の物理い。今回、破砕赤血球の経時的観察が有用であ的破壊を引き起こすことが報告されている。そのった同種造血幹細胞移植後急性 GVHD による際に上昇する LD は他病態の影響を受けるため、

TA-TMA の 1 症例を経験したので報告する。

特異性に乏しい。一方、破砕赤血球は血管内皮【現病歴】

障害を反映する溶血所見として有用である。本症

20XX 年 X 月に頭痛と悪心を主訴として近医を例においては破砕赤血球と LD 値にて相関を認受診し、好中球減少、貧血、血小板増多を指摘さめたが、破砕赤血球の消失が LD 値の改善よりもれたため、当院血液内科に紹介入院となった。骨早期に認められた。破砕赤血球数の定量的な経髄検査の結果、急性骨髄性白血病(M0)の診断と時観察は TA-TMA 治療介入の判断材料となる可なった。化学療法を行うも奏功せず、臍帯血移植能性がある。本症例における破砕赤血球数は担を行った。移植 2 週間後に生着前免疫反応およ

当医からの要望により報告を行ったが、臨床とのび生着症候群を、3 週間後に GVHD を発症した。

コミュニケーションにより必要な情報を付加的に

その後、TA-TMA 診断基準の一部である溶血所

提供することが重要であると考えられる。

見のうち、LD 値の上昇と破砕赤血球の出現を認【連絡先】めたため、TA-TMA の合併と考えられた。

Tel：058-230-7253【治療経過】GVHD に対し CyA の投与、TA-TMA に対しトロ
ンボモジュリン製剤であるリコモジュリン（rTM）の20

ρ

便潜血免疫法における採便容器の安定性評価
総合病院 中津川市民病院 医療技術部検査科 一般検査
○小川真史 曽我英司 梶川裕司 市川浩良
【はじめに】(p＝0.46)、14 日目(p＝0.56)の全てで A と B の便潜血検査は簡便かつ非侵襲な検査であり、有意差は認められなかった。

大腸癌や下部消化管疾患のスクリーニング検査

25℃保存 3 日、5 日、7 日での残存率は A 社

として用いられている。しかしながら、便潜血検査が 92.2±7.1%、76.5±6.2%、67.0±6.4%。B 社

は保存条件によって安定性に差があり、室温保が 78.0±20.4%、56.6±20.6%、42.1±19.6%で存ではヘモグロビンが分解され偽低値となる事があった。3 日目(p<0.001)、5 日目(p<0.001)、7 日

知られている。そのため、専用の採便容器で採取

目(p<0.001)の全てで有意差が認められた。

の後、冷蔵保存が推奨されている。

25℃保存 3 日の便ロットごとでの残存率は、便

これまでの便潜血検査の安定性に関する検討

ロット①が A 社 99.3±3.6%、B 社 99.7±0.04%

では、検査機器と採便容器は同一メーカーの物で有意差なし（P＝0.76）。便ロット②が A 社 89.1

を使用して行われており、採便容器のみを比較し、±6.1%、B 社 82.9±4.8%で有意差なし（P＝安定性に差があるのかを検討したデータはない。

0.051）。便ロット③が A 社 88.2±6.0%、B 社

そこで 2 社(A 社、B 社)の採便容器を同一機器(B

51.2±2.5%で有意差が認められた（P<0.001）。

社)で測定する事により、2 社の採便容器間で安定性に差があるか検討したので報告する。

【考察】
4℃保存では 2 社間の安定性に差は認められ【検討方法】なかった。25℃保存の条件下においては、有意

便潜血陰性便に溶血させた EDTA 加血を混入差が認められる事から、A 社の採便容器は B 社

させ、人工陽性便を 3 ロット作製した。人工陽性に比し安定性が良いと考えられた。また 25℃保便 1 ロットに対し各社の採便容器を 10 本採取し、存 3 日目で便ロット③のみ有意差が認められた

30 分静置後、サンプルカップに移し測定した。測事から、便潜血の安定性は各便によって異なると定した検体は便混濁液の濃縮防止の為、パラフ推察された。

ィルムを巻き冷蔵と 25℃で保存した。その後 3 日
目、5 日目、7 日目に測定を行い、冷蔵保存のみ【結語】

14 日まで測定を行った。1 日目の測定値を 100%

各社推奨の冷蔵保存では 2 社間に安定性の差とし、各測定日の残存率（各測定日の実測値/ 1は認められなかったが、保存条件や便ロットによ

日目の実測値×100）を確認した。

っては安定性に差が認められた。
今回の検討を踏まえ、今後は N 数を増やし【結果】

様々な便ロットで安定性を評価していきたい。

冷蔵保存 3 日、5 日、7 日、14 日目での残存率
は A 社が 101.7±11.1%、93.0±3.5%、97.4±【連絡先】

8.8%、105.5±3.1%。B 社が 102.7±18.6%、
94.3±10.9%、99.5±12.5%、104.1±11.5%であった。3 日目(p＝0.73)5 日目(p＝0.54)、7 日目

210573-66-1251（内線 2103）

アルブミン測定における標準物質の違いおよび閉塞性疾患による測定誤差検討
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科○古田雛子, 楯理咲子, 鶴見尚路菜, 小島穂乃香, 澤田拓樹, 田中ひとみ, 中川泰久
【はじめに】SH と比較すると BA が高い値を示したのに対し，アルブミン測定における BCG 法では急性相反BCP 法 では SH（ 0.46±0.06 ，1.38±0.18 ） ，BA

応タンパクと反応して真値よりも高く測定されるこ（0.10±0.06，0.30±0.17）となり SH と比較するととが知られている．一方で BCP 法は還元型よりもBA が低い値を示した．

酸化型アルブミンに対して反応反応性が高いとさ【考察】れている．これらの欠点を克服した方法が改良型

動物血液の生化学分析において適正な結果解BCP 法であり臨床ではこの方法が多く用いられて釈には動物種に合わせた標準物質を用いることいる．

が重要となるが，入手は困難な場合が多い．今【目的】

回 BCG 法では健常群よりも疾患群が高値を示し

我々の実験にて改良 BCP 法を用いてラット血漿たのに対し BCP 法では疾患群が低値を示した．

中のアルブミンを測定したところ基準値より極め

BCG 法測定上の問題点として炎症性疾患等によて低い値となった．加えて，動物実験の文献で掲る急性相反応性タンパクの影響があげられる.

載されている結果において多くのものが詳細な測一方で BCP 法ではこれらのタンパクの影響を受

定法の記載に乏しいため，動物を用いた生化学

けないかわりに反応性の違いとして還元型アル

的検査の実験を行う場合，結果の解釈に混乱をブミンよりも酸化型アルブミンに感受性が高いた

招く可能性がある．そこで新たに BCG 法およびめに還元型アルブミンが上昇するような疾患ではBCP 法を加えた方法にて，動物種の違いおよび

偽低値を示す可能性がある.本検討に用いた疾

胆道閉塞疾患によってどのような反応性の違い

患群の血漿は総胆管閉塞であるためにうっ滞胆が出るのかを比較検討した．

汁による肝の炎症により BCG 法で高値となったと【方法】

考える. さらに BCP 法での反応性低下は総胆管10-13 週齢 SD ラット♂24 匹の血漿（健常，SH;

閉塞において δビリルビンと強固に結合したアル

n=12，総胆管閉塞, BA； n=12）を用い BCP 法お

ブミンが増加したために偽低値を伴っている可能

よび BCG 法にて測定を行った．BCP 法および性も併せて考えられる．アルブミンは生体内でBCG 法の検量線に用いた標準アルブミンはヒト

様々な物質と結合し, 変化する物質であるがゆえ

およびウシのものを使用した．

に測定法，結果の解釈および疾患に対する変化【結果】も考慮することが必要である．

24 匹のラット血漿中のアルブミンの測定値はヒ【連絡先】

トよりもウシアルブミンを検量線に用いた場合，

岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科

BCG 法（3.23±0.09，3.32±0.09; AVE±SE）では

中川泰久 Email: ynakagawa@u-gifu-ms.ac.jp

1.03 倍，一方 BCP 法（0.28±0.05，0.84±0.16）では 3.02 倍高値となった．また，これらの値は SH
または BA 各群で算出した場合でも同様の係数が算出された．一方，BCG 法では SH（3.20±0.15，
3.29±0.15），BA（3.26±0.12，3.34±0.12）となり

22

ラットを用いた総胆管閉塞および部分胆管閉塞モデル作製と病態比較
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科○澤田拓樹, 小島穂乃香, 古田雛子, 鶴見尚路菜, 楯理咲子, 松岡涼太, 中川泰久
【はじめに】

開腹し，後大静脈より採血を行い，肝臓を摘出し新生児胆道閉鎖症では胆管閉鎖部位によるバて血液・生化学的検査および病理組織学的検査

リエーションがあり，成人の場合でも胆石や悪性を行った．

腫瘍等で様々な部位の胆管閉塞が生じる事があ【結果】

る. 総胆管閉塞では疾患発症後，比較的短期間

CBD は術後 3 日目に皮膚の黄疸およびビリル

でビリルビン尿が排泄されるなどの自他覚所見をビン尿を排泄したのに対して，その他の群ではこ認めるため，比較的短期のうちに治療を開始でき

れらの所見を認めなかった. また術後 1 週間おる可能性があるが胆管部分閉塞の場合，所見不よび 2 週間目の腹部超音波検査では CBD は総足より発見が遅れる場合がある．

胆管の拡張および肝臓の腫大が週数経過ととも【目的】に増悪化したが BDR，BDL，BDRM および SH

小動物実験において肝胆管閉塞モデルを作製

は肝臓および肝外胆管に有意な所見を認めなかする事ができれば閉塞発症後の詳細な病態検索った. 術後 3 週経過後の血球数検査では CBDが可能となり意義深い．そこで我々はラットの総は WBC 数が顕著に増加し，RBC 数，HGB およ胆管および複数ある肝外胆管を部分結紮するこび HCT 量は低下した．加えて貧血に伴う RETとで病態検索を試みることとした．しかしながら，数は増加した. また BDR の WBC 数はわずかにラットの総胆管径はおおむね 1 mm 程なのに対増加した.しかしながらその他の群では有意な血し，複数ある肝外胆管径は 0.1-0.3mm 程で，胸球数の変化を認めなかった．生化学分析では

郭奥の肝葉基部にあり大血管と並走しているた

CBD は ALP，γ-GT，AST，ALT，T-Bil，D-Bil

め肉眼的透見が非常に困難である．そこで肝解および TG のいずれも他の群と比較して有意な増毒機能検査で用いられるインドシアニングリーン

加を認めた．病理組織学的検査においては肝臓（ICG）を門脈投与することで肝外胆管を緑変さの Masson’s trichrome 染色にて，CBD ではせて総胆管および肝外胆管の部分閉塞モデルを

BAS では肝小葉周囲に 100 以上の細胆管増生作製し 1-3 週間経過後の病態を比較した．

を認めたが,その他の群での組織学的変化は微【方法】

細なものであった.

9 週齢 SD ラット♂12 匹を対象とし，手術は麻【考察】

酔下開腹後，総胆管を脳血管用クリップで閉塞し総胆管閉塞では完全胆汁うっ滞が生じ，比較的門脈から ICG を 150μL 投与した．その後，緑変

短期間で肝臓全体に炎症が生じるため超音波検した総胆管（CBD；n=3）,肝右外葉胆管（BDR；

査などで有用な所見が得られやすい，一方で肝n=3），肝右中葉胆管（BDRM；n=3）および肝左外胆管の部分閉塞では閉塞部位以外の肝臓の外葉胆管をそれぞれ結紮したもの（BDL；n=3）を予備力もあって臨床検査等においては有用な所作製した．対照群には開閉腹のみの処置を行っ見を得ることが困難な疾患であると言える．

た（SH；n= 3）．さらに術後 1 および 2 週間目に【連絡先】

腹部超音波検査を行い，各群の胆管および肝臓

岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科の計測を実施した．手術 3 週間後に麻酔下にて中川泰久 Email: ynakagawa@u-gifu-ms.ac.jp23

胆管閉塞モデルラットへのピルフェニドン投与による肝線維化抑制効果の検討
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科○小島穂乃香, 鶴見尚路菜, 澤田拓樹, 楯理咲子, 古田雛子, 松岡涼太, 中川泰久
【はじめに】

また術後 1 および 2 週間目の超音波検査では胆管閉塞が生じると無治療では胆汁うっ滞からBAS および BAP は術後 1，2 週目で有意な総胆胆管リモデリングによる細胆管増生を認める．こ管拡張を認めたが両群の総胆管拡張度に有意の際，漏れ出た胆汁によって炎症が生じ肝線維差は認めなかった．一方で SHS および SHP では化から肝不全へと移行すると考えられるがこれら

総胆管の拡張は認めなかった．肝臓の計測ではのメカニズムには不明な点も多い．

BAS および BAP では肝拡大をみとめたが, BAP【目的】

では BAS に比してその拡大は抑制された.血液検

ピルフェニドンは特発性肺線維症の治療薬とし査では BAS は白血球数が顕著に増加し BAS，て認可されており，薬理作用としては炎症性サイ

BAP 共に赤血球数,Hb および Ht 量は低下した．

トカインである（TNF-α，IL-1，IL-6 等）の産生抑

加えて，レチクロサイトは増加した．生化学分析

制および抗炎症性サイトカイン（IL-10）の産生亢

では BAS は ALP，γ-Gt，AST，ALT，T および D進を示す．我々はラットの胆管閉塞疾患モデルをビリルビン，TG のいずれも他の群と比較して有意作製し，これらにピルフェニドンを経口投与，経過な増加を認めた.病理組織学的検査では SHS お

観察するとともにドラッグ・リポジショニングの観

よび SHP では異常所見を認なかったが，BAS で点から肝線維化抑制効果等，胆管閉塞疾患に有は肝小葉周囲に 100 以上の細胆管増生を認めた効性があるかを検討した．

ものの BAP の細胆管増生は数個以内に留まっ【方法】

た.400 倍像では、BAS の細胆管は壁構造が不整9 週齢 SD ラット♂20 匹を対象として外科的総胆で周囲に線維化所見を認め BAP では一部不正管結紮手術を行い（BA；n=10），対照群には開閉な壁構造を認めるものの線維化は限定的となっ

腹のみの処置を行った（SH；n=10）．術後 3 日目

た.

よりピルフェニドンを経口投与（100mg/kg）する群【考察】（BAP；n=5 および SHP；n=5）および生理的食塩水

外科的総胆管結紮において BA の総胆管は拡を経口投与する群（BAS；n=5 および SHS；n=5）に張するもピルフェニドンを投与することで肝臓の分け 3 週間経口投与を行った．さらに術後 1 およ

腫大を認めなかったことから，肝臓の炎症反応がび 2 週間目に腹部超音波検査を行い，各群の総抑制された可能性がある．これは胆汁うっ滞が原

胆管および肝臓形状を検索した．手術 3 週間後

因で肝臓が炎症反応を起こし腫大，線維化に移に麻酔下にて開腹し，後大静脈より採血を行い，行する反応を抑制するとしたら，胆道閉塞性疾患

肝臓を摘出して血液・生化学的検査および病理を含む肝炎症性疾患において移植等の手術待機

組織学的検査を行った．

期間を延長できる可能性が期待できるかもしれな

【結果】

い．

術後 2 日目より BA は濃黄色尿を排泄し，尿試【連絡先】

験紙にてビリルビンを確認した．一方で SH の尿岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科

は淡黄色でビリルビンを認めなかった．術後 4 日中川泰久 Email: ynakagawa@u-gifu-ms.ac.jp

で BA は露出した皮膚が明らかな黄染調を呈した．

24

愛玩動物の消化管に生息する細菌の菌種および薬剤感受性に関する研究
岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科○小嶋愛里菜、林 天音、中山章文【はじめに】

クポイントは CLSI（2023 年）を用いた。その結果、

近年、愛玩動物(犬，猫)の人気に伴いヒトと動犬の糞便から検出された E. coli 17 株の抗菌薬に物が同じ生活環境で過ごすケースが増加してい対する耐性率は、ABPC（5.8％）、SBT/ABPC 0%、る。このことは、動物が保有する細菌とヒトとの距

PIPC 11.8% 、 TZA /PIPC 11.8% 、 CEZ 23.5% 、離も近くなっていると考えられる。また、動物の感CTRX29.4% 、 CAZ 23.5% 、 CPDX 23.5% 、 CFPM

染症治療にはヒトと同様または類似した抗菌薬

41.2%、IPM 0%、MEPM 23.5%、AZT 29.4%、GM 5.8%、が使用されている。このことから、犬および猫のAMK 17.6%、FOM 23.5%、MINO 5.8%、ST 11.8%で消化管に生息する細菌の菌種および薬剤感受性あり、セファロスポリン系、および、MEPM、AZT、を調べ、その特徴を把握することを目的とする。

FOM に高い耐性傾向を示した。一方、猫の糞便から検出された E. coli 25 株の抗菌薬に対する耐【方法】

性率は、ABPC 16%、SBT/ABPC 0%、PIPC 8%、

愛玩動物(犬，猫)の糞便を採取し、大学実験室

TAZ/PIPC 0% 、 CEZ 8% 、 CTRX 4% 、 CAZ 4% 、において細菌の分離培養を行い、発育した各菌

CPDX 8%、CFPM 4%、IPM 0%、MEPM 4%、AZT 4%、

種について細菌学的検査を実施し菌種の同定をGM 4%、AMK 0%、FOM 0%、MINO 8%、ST 4%であ行う。同時に微量液体希釈法による抗菌薬に対り、ABPC 以外は低い耐性傾向を示した。犬と猫する感受性試験を実施する。得られた結果を統の糞便から検出された E. coli の薬剤感受性の比

計学的に集計・解析し、特徴について考察する。

較では、犬由来の E. coli の方が高い耐性傾向を
示した。

【結果】
今回の研究において、犬の糞便試料 21 検体【謝辞】

から 25 株の腸内細菌目細菌が検出され、その内研究試料の収集にご協力頂きました岐阜県動物訳 は Escherichia coli （ E. coli ） 17 株 （ 68% ） 、

愛護センターの山田健嗣先生と、岐阜医療科学

Klebsiella pneumoniae （ K. pneumoniae ） 2 株

大学臨床検査学科の学生有志に感謝申し上げま（8%）、Proteus 属１株（4%）、Citrobacter freundiiす。

（C. frieundii）１株（4%）、同定不能 2 株（8%）であった。猫の糞便試料 46 検体から 48 株の腸内細菌【連絡先】

目 細菌が 検出 され 、その内 訳は E.coli 33 株

中山 章文

（ 68.8% ） 、 Proteus 属 の 菌 株 6 株 （ 12.5% ） 、

岐阜医療科学大学 保健科学部 臨床検査学科

Salmenella spp. 2 株（4.2%）、K.pneumoniae 1 株

TEL：0575-22-9401（ 2.1% ） 、 C.freundii １ 株 （ 2.1 ％ ） 、 Enterobacter

E-mail：anakayama@u-gifu-ms.ac.jp

cloacae 1 株(2.1%)、Yersinia enterocolitica 1 株（2.1%）、同定不能 3 株（6.3%）であった。このうち分
離頻度が最も高かった E. coli について薬剤感受性試験を実施した。感性、耐性を判定するブレイ

25

香りによる認知機能スクリーニングについて ～学生の視点から～
東海学院大学健康福祉学部管理栄養学科○ 加藤 心琴
杉下 毅，浦瀬 美穂，山本 初津恵，多和田 嘉明，佐藤恵彦，篠田 貢一【 はじめに 】

りの 3 段階で判定する．検査時間は 5 分程度と内閣府が公表している「令和 5 年版高齢社会

短く，被験者への負担も比較的少なくてすむ．

白書」によると，総人口に占める 65 歳以上人口

今回，令和 5 年 10 月から 12 月にかけ，東海の割合は増加傾向にあり，平成 6 年に 14％を超

学院大学大学祭会場（各務原市），「産学官連携

えた後，令和 4 年 10 月 1 日現在 29.0％となった．

で取り組む中山間地域のフレイル予防」の一つとさらに今後も高齢化率は上昇すると思われ，令和して実施した会場（道の駅・美濃白川町），岐阜県

19 年には 33.3％に達すると予想．およそ 3 人に 1

臨床検査技師会・検査と健康展が開催された会

人が 65 歳以上になると見込まれている．

場（関市）の計 3 か所にて，来場者の中から希望

また，令和元年に厚生労働省がとりまとめた者およそ 150 名について認知機能スクリーニング「認知症施策推進大綱」によると，平成 24 年時点

キットを用いた認知機能チェックを行った．

で 65 歳以上のおよそ 4 人に 1 人は認知症または【 結果 】

軽度認知障害（MCI：Mild Cognitive Impairment）と認知症に関するアンケート結果から，およそ

推計，その割合は今後も増加が見込まれ，認知93％の人が高齢化の進んでいる事について，関症はより身近なものとなる．

心がある，あるいは多少関心があると答え，およ

この様に高齢化社会を迎え，認知症への対策

そ 87％の人が認知機能検査について関心があも重要となる中，今回，我々は認知機能スクリー

る，あるいは多少関心があると答えた．ただし，ニングを行う機会が得られたので，その内容と結嗅覚と認知機能との関係について知っていた人

果について報告する．

は 3％程度で，多少聞いたことがある人を加えて【 目的 】

も 7～8 人に 1 人（13％）程度であった．

認知症対策として重要な項目の一つに早期発

今回の体験は，一般市民の方々が，認知症を見，早期対応がある．臨床検査技師を目指す学

はじめ，自身の健康に対して非常に高い関心を生として，様々なイベントにおいて，来場者を対象持っており，臨床検査技師がはたす役割の重要に，まず嗅覚と認知機能との関係について簡単

性を学生のうちから実感できる良い機会となった．

に説明，その後，認知機能チェックを体験してもら【 考察 】

うことで認知症に対する関心を高めてもらう．また，今回使用したスクリーニングキットは診断薬で同時に実施したアンケート等を通して，認知症にはないが，イベント等でも実施でき，多くの参加者

対する関心度を知る．

に気軽に体験してもらえ，認知症への関心を高め【 方法 】

る方法として有効であると思われた．

認知機能スクリーニングキット「ニンテスト」（小認知症対策の一つとして早期発見，早期対応

林製薬）には，6 種類の香りがあり，1 つの香りをは重要であり，医療の前段階から広くスクリーニ

嗅ぐ毎に，6 種類ある選択肢の中からあてはまる

ングに利用されることが期待される．

と思う項目を選択してもらう．正解した香りについ【連絡先】て，香り毎に割り当てられた 1～3 点の点数を合

東海学院大学健康福祉学部管理栄養学科

計し，認知機能レベルを良好，低下傾向，懸念あ058-389-2200 内線 343

26

巡回検診にて遭遇した変異ヘモグロビンを疑う 1 症例
JA 岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター 西美濃厚生病院 検査科○棚橋 正智 内藤 斉 川島 直樹 武藤 延秋（東濃厚生病院）【はじめに】【まとめ】

変異ヘモグロビンとは、ヘモグロビン分子を構今回の症例は HbA1c が低値のみで、他の検査

成するグロビン鎖の一部にアミノ酸配列異常を来結果には異常値を認めず、クロマトパターンおよ

したヘモグロビンである。変異ヘモグロビンは立びエラーメッセージを確認することで変異ヘモグ

体構造の変化のため測定に影響を与える。今回、ロビン症を発見できた症例であった。健診先への巡回健診にて変異ヘモグロビン症を疑う症例をヒアリングで受診者は海外からの技能実習生で経験したので報告する。

あり東南アジア出身と判明した。この地域の出身【症例】

者にはサラセミアをはじめ、様々な変異ヘモグロ

当院での巡回検診を初めて受診された 20 代男

ビンが多いと報告されている。今後も健診や病院性。検体測定時には性別、年齢、その他の患者を受診する外国人の増加が予想されるなかで、情報は得られていない。問診票より特記すべき既

今回のように変異ヘモグロビンに遭遇する機会も往歴や自覚症状等は無し。アークレイ社 HA-

増えると思われる。通常の診療では別の測定法

8182（HPLC 法)を用いて HbA1c を測定したところ、やグリコアルブミンなどで評価をする事も可能と

4.4%(基準値 4.6〜6.2%)と軽度低値を認めた。貧血

思われるが、健診においては契約の都合で他法や他の生化学データを確認したが特記すべき異での対応が出来ない事もある。そういった場合に常値等は認められなかった。クロマトパターンをどのように受診者へ報告を行うのかを予め決め確認したところ重複ピークありのコメントが付加さておく必要があると考える。また、変異ヘモグロビ

れていたが、このコメントは検査システムには取ンが存在する場合、正確な測定値が得られない

り込まれておらず、分析装置の印字結果にて確可能性があるので異常値を疑う時はクロマトパタ

認された。健診の結果値としては測定不可で報ーンの確認を行う重要性を再確認した症例であっ告。次年度以降の受診も考えられるため健診部た。

門と相談し、原因推定のためメーカーへ高分離解析を依頼した。

【連絡先】

【結果】

JA 岐阜厚生連 岐阜・西濃医療センター

高分離解析にて変異ヘモグロビンの可能性が西美濃厚生病院 検査科 0584-32-1161

高いとのコメントを得た。A0 ピークの後方に変異
ヘモグロビンと思われる異常ピークを認めた。他
法 での 結 果 としては 酵 素 法 4.81% 、HA-8180V
4.98%、HA-8190(V)5.05%とばらつきを認めた。特定健診の受診者であり、他の検査結果や問診で異常を認めないこと、空腹時血糖の値が得られており、糖尿病検査の評価は問題なく行えることからこれ以上の精査は行わなかった。

27

乳頭下病変の検出に超音波検査が有用であった乳がんの一例
岐阜県総合医療センター 超音波検査部 1) , 岐阜県総合医療センター 乳腺外科 2)
岐阜県総合医療センター 病理部 3)○森島 妃那子 1),林 和花 1),村瀨 右佳 1),大塚 真子 1),米山 里恵 1),山本 育美 1),青木 美由紀 1),
長屋 麻紀 1),滝谷 博志 1),野田 俊之 1),長尾 育子 2),片山 雅貴 3)
潤性乳管癌硬性型に Ductul carcinoma in situ

【はじめに】
乳頭下病変は探触子の接着が不良となり、描の成分を混ずるという結果だった。

出が困難なことが多い。今回、乳頭下病変の検【結語】

出に超音波検査が有用であった症例を経験した

乳頭下に悪性を否定できない低エコー域を認め、ので、報告する。

浸潤性乳管癌であった症例を経験した。本症例【症例】

は、過去の良性腫瘍切除に伴う構築の乱れがあ

69 歳女性。30 年前に他院にて左乳腺良性腫

り、加えて病変が乳頭下に存在していたため、視瘍切除歴あり。自己免疫性肝炎疑い及び肝結節

触診やマンモグラフィでは明らかな所見を認めなのため、当院消化器内科通院中であった。消化かったが、超音波では乳頭下に不整形の低エコ器内科で実施された MRI 検査にて左乳腺にー域を発見できた。乳腺超音波検査において乳11mm の濃染結節を認め、精査となった。自覚症

頭下の病巣は観察が困難なことがあるが、多方状は特になし。家族歴に特記すべきことなし。

向から入念に観察する必要があると考えられた。

視触診では良性腫瘍切除による皮膚の引き込みを認めたが、MRI で指摘された乳頭下の病変ははっきりしなかった。マンモグラフィでも同様に、良性腫瘍切除術後の構築の乱れ以外明らかな所見は認めなかった。
超音波検査では、乳頭付近のため描出不良であったが、乳頭よりやや内側に最大径 11mm 程度の不整形かつ境界不明瞭な低エコー域を認め、この部分で構築の乱れがあるように観察された。
低エコー域内には血流表示を認め、またエラスト
グラフィではつくば弾性スコア 4 と判断した。低エ
コー域周囲の乳腺組織がやや高輝度に表示されていたが、明らかな halo ではないと考えた。上記の所見より、カテゴリー3b とした。
乳腺の造影 MRI 検査を施行したところ、左乳頭下領域に分葉状、境界不整な腫瘤性病変を認めた。悪性病変を否定できないため針生検（coreneedle biopsy;CNB）を実施した。CNB の結果
より、浸潤性乳管癌の診断であったため、左乳房
全摘手術が行われた。術後の病理検査では、浸

28

【連絡先】

058-246-1111

ミキシングボールを内蔵した血液ガス採取容器 safePICO の妥当性検証
岐阜大学医学部附属病院 検査部○開原弘充、石田秀和、上野嘉彦、小川瑞稀、加藤遼、岡有希、菊地良介【はじめに】

r = 0.656、回帰式 y = 0.21x +1.93 となった。いず

当院における血液ガス検体は検体凝固によるれも ABL90 FLEX での測定においても同様の結再採血や流路に血塊が詰まるなどの検査前プロ果となった。また、ルチン検査法との相関性はカセスの問題が散見されていた。そのため、再採血

リウム、グルコース、ヘモグロビン、ヘマトクリットによる患者負担や装置ダウンタイムの軽減を目

値では r > 0.9 の良好な相関性を得たが、ナトリウ

的とし、血液凝固を防止するミキシングボールをム（r = 0.872）、クロール（r = 0.866）では若干のバ内蔵した血液ガス用採血容器(safePICO)の採用

ラツキを認めた。また、ルチン法の総カルシウムについて検討を行った。safePICO は内蔵されたミから算出したカルシウムイオンは血液ガス分析装

キシングボールにより採取血液と抗凝固剤との置の結果と同様であった。

速やかな混和が可能であり、血液ガス測定に影【考察】

響を与える容器内空気の排出を容易に除去可能

本結果より、これまでの採取容器とほぼ同様のなキャップも付属している。今回、safePICO と従結果解釈が可能であることが考えられる。しかし来品（シュアシールドプレザパックⅡ）との比較検ながら、カルシウムイオンは抗凝固剤として使用

証、ならびにルチン検査法との比較検証を行った

されているヘパリンの違いによる誤差が生じていので報告する。

ることが推察され、結果解釈には注意を要する可【対象と方法】

能性があることが示唆された。また、本検討では健常人 20 名を対象とした。血液ガス用検体は健常人検体を用いており、各測定値が収束して既存容器としてヘパリンリチウム 125 単位のシュいたことから、全ての結果解釈に制限があること

アシールドプレザパックⅡ（テルモ株式会社）と新も留意する必要がある。しかしながら、本来の目規容器として動脈血サンプラーsafePICO（ラジオ的としていた検体凝固による再採血や検体に起メーター株式会社）にて同時サンプリングを行っ因する装置トラブルは減少しており、攪拌性を向た。また、ルチン検査法との比較検証用に血清用上させた safePICO の臨床的有用性が高いこと

検体、フッ化ナトリウム加血漿検体、血球数算定が推察された。

用検体をそれぞれ同時採血した。血液ガス測定
は血液ガス分析装置 ABL800 FLEX 及び ABL90【連絡先】

FLEX（ラジオメーター株式会社）にて行った。また、ルチン検査法によりナトリウム、カリウム、クロー
ル、総カルシウム、グルコース、ヘモグロビン、ヘマトクリット値の測定を行った。
【結果】
ABL800 FLEX による 17 測定項目のうち、カルシウムイオン以外の項目では相関係数 r が 0.9 以上の良好な相関性であり、回帰式も概ね良好な結果となった。しかしながら、カルシウムイオンは

29058-230-6000

心臓超音波検査における有所見時の緊急報告について
大垣市民病院 医療技術部診療検査科 血管専門検査室○長谷川千恵，北洞久美子，近藤遼佳，藤原真喜，安田慈，橋ノ口由美子，日比敏男【背景】

術が施行された．右室圧上昇 （肺性心疑い）

当院では，年間 20,000 件以上の経胸壁心臓超例では 9 例中 3 例で胸部造影 CT 検査が施行さ

音波検査を施行している．依頼科は循環器内科，

れ，いずれも肺塞栓の診断により，同日からの投小児循環器科を中心に，外科，神経内科など多薬治療が開始された．心内血栓例では 12 例中岐にわたる．当院では，医療安全上の理由により，10 例に，同日からの血栓溶解療法が開始された．

検査を担当した臨床検査技師または診療放射線【考察】

技師が緊急性を要すると判断した際は，一次所

本検討においては，緊急性を要する全症例で見記載と同時に依頼医への電話連絡を実施して検査直後に依頼医へ所見が伝わり，必要に応じおり，遅滞なく適切な処置が取られる体制となって何らかの対応 (追加検査・治療・投薬変更等)ている．

が行われていた．緊急報告があることで，医師に【目的】

よる所見の見落としや他業務の煩雑さ等からの今回，経胸壁心臓超音波検査の緊急報告の有所見確認遅れを防ぎ，迅速かつ適切な診療へ繋用性を確認するため，緊急報告症例における臨げるための一助となったと考えられる．特に急性床的な対応や経過を調査した．

冠症候群が疑われる新規の局所壁運動異常に【対象および方法】

関しては，致死的な機転をたどる可能性があるた

2022 年 10 月から 2023 年 9 月までの 1 年間で，め，特に有用だと考えられる．

経胸壁心臓超音波検査を施行した 20,311 例の内，今後も，緊急性の高い所見を見逃すことなく検緊急報告した 122 例 （0.6%） を対象とし，緊急報査を進め，早期の診断・治療に貢献できればと考告後の経過を後ろ向きに調査した．

える．

【結果】

【結語】

緊急報告した所見の内訳は，左室局所壁運動

経胸壁心臓超音波検査における緊急報告症例

異常 42 例 （34%） ，左室駆出率低下 （右室圧上の臨床的な対応や経過を知り，緊急報告の有用

昇合併例を含む） 42 例 （34%） ，右室圧上昇

性を確認できた．

（肺性心疑い） 9 例 （7%） ，心内血栓 12 例
（10%），その他 17 例 （14%） であった．

【連絡先】

経胸壁心臓超音波検査後の対応の内訳は，緊0584-81-3341（内線 1251）

急入院及び治療 21 例 （17%） ，投薬変更 40 例
（33%） ，他検査の追加 29 例 （24%），対応なし（医師が治療適応外と判断） 32 例 （26%） であった．全 122 例中 90 例 （74%） に臨床的な対応がなされていた．
左室局所壁運動異常例では，42 例中 24 例に追加検査が施行され，その内 13 例は緊急入院となり，緊急もしくは準緊急的に経皮的冠動脈形成30

左脚前枝と左脚後枝の交代性脚ブロックの 1 例
大垣市民病院 医療技術部診療検査科 生理機能検査室○山田直弥、今吉由美、中島直美、米津洋后、神谷嘉彦、岡田浩司、田畑明里、清水繁行、長浦沙耶、
後藤開人、西村拓摩、田口克樹、杉田文芳、澤村聖子、服部万奈代、宇佐美舞、加藤雅子【はじめに】

心拍数上昇を確認するためにマスター2 階段負交代性脚ブロックは、数分あるいは数日の間に、荷試験を実施するも心拍数は優位に上昇しなか

右脚ブロック(RBBB)と左脚ブロック(LBBB)が交互った。患者本人の治療希望によりペースメーカ留に出現する現象で、稀な心室内伝導障害である。

置となった。

左右両脚を含む広範囲の不安定な伝導障害を【考察】

意味し、薬物中毒などの可逆的因子による場合

血液検査や超音波検査の結果より、右軸偏位を除いて、多くが高度房室ブロックへと移行するをきたす右室肥大や肺疾患の可能性は低く、左予後不良の前兆であり、ペースメーカ植込みの適軸偏位をきたす左室肥大や下壁心筋梗塞の既応となる。今回ホルター心電図と 12 誘導心電図

往もないため LAH、LPH の可能性が高いと推察

により、RBBB を合併する左脚前枝ブロック(LAH)

し、ホルター心電図にてこれらに類似する QRS 波と左脚後枝ブロック(LPH)が交互に出現する交代形が交代性に出現していることから、左脚前枝と性脚ブロックの症例を経験したので報告する。

左脚後枝の交代性脚ブロックと判断した。また、【症例】

ヒス束内縦解離によって複数の QRS 波形が出現

70 代男性。主訴は労作時息切れ。既往歴は発するという報告があるが電気生理学的検査が実

作性心房細動、前立腺肥大症。20XX 年 1 月のホ

施されなかったため否定はできない。３束ブロック

ルター心電図にて、洞調律 QRS 波形を 2 種類確となり高度房室ブロックに移行したことから、広義認した。同日の 12 誘導心電図は、RBBB に加え、の右脚と左脚の交代性脚ブロックと同様に予後

電気軸－45°の左軸偏位で LAH が強く疑われる不良の前兆の可能性が考えられる。交代性脚ブ所見であった。20XX 年２月に発作性心房細動にロックは稀な現象であり、RBBB+LAH の頻度は対してカテーテルアブレーションが施行され、以1％前後、RBBB+LPH は 0.2％という報告がある。

後フォローアップ目的で定期受診。20XX 年 5 月

今後、同様の症例に遭遇した際は慎重に対応しの 12 誘導心電図にて、1 月の QRS 波形とは異ていきたいと考える。

なる RBBB、電気軸 108°の右軸偏位で LPH が【結語】

疑われる波形を確認した。同日のホルター心電

左脚前枝と左脚後枝の交代性脚ブロックを伴う

図の NASA、CM5 誘導で記録された 2 種類の3 束ブロックが高度房室ブロックへ進行した１例を

QRS 波形は、12 誘導心電図で記録された LAH、経験した。

LPH の波形に類似していた。そのため、ホルター【連絡先】

心電図の 2 種類の QRS 波形は LAH と LPH の波0584-81-3341(内線 1269)

形と推察し、交代性脚ブロックと判断した。さらに
Ⅰ度房室ブロックもみられ 3 束ブロックが確認された。20XX 年 8 月以降のホルター心電図では 2：
1～高度房室ブロックがみられ、24 時間の総心拍数は約２割減少した。20XX 年 11 月に運動による31

肥大型心筋症の経過観察中に左室心尖部瘤形成による心電図変化を認めた 1 例
岐阜大学医学部附属病院検査部 1)、岐阜大学大学院医学系研究科循環器内科学 2)○伊藤亜衣梨 1)、大澤徳子 1)、岡田廉盛 1)、中山純里 1)、藤本伸吾 1)、関根綾子 1)、菊地良介 1)、
渡邉崇量 1) 2)、大倉宏之 1) 2)【はじめに】

行にてはじめて診断可能という報告もある。

肥大型心筋症は、「左室ないしは右室心筋の肥

17 年前の心電図では心拍数 71/分、洞調律、左大と心肥大に基づく左室拡張能低下を特徴とす

室高電位(V5＝3.0mV、RV5＋SV1＝5.6mV)、V2

る疾患群」と定義され、男女比は 2.3：1 と男性に～V4 巨大陰性 T 波(>0.8mV)を呈していた。今回、多い。今回、肥大型心筋症の経過観察中に左室実施された心電図検査では左室高電位・巨大陰心尖部瘤形成による心電図変化を認めたため、性 T 波が消失し、V1～V6 で ST 上昇するなどの報告する。

変化を認めた。心エコー図検査では左室心尖部【症例】

瘤が指摘された。

50 歳代男性。高校生の時に心尖部肥大型心筋

本症例では左室壁肥厚の進行により、左室自症と診断され、15 年程経過観察を行っていたが由壁心筋において相対的心筋虚血を来たし、心自己中断した。17 年前に職場の健康診断にて心筋線維化が進行したと考えられる。これにより、電図異常を指摘され、以来当院循環器内科で経心電図所見では経時的に左室高電位が消失し、過観察中であった。今回、定期検査として心電図

巨大陰性 T 波が減高したと考えられた。さらに、検査と心エコー図検査が施行された。NYHA 分類

左室心筋壊死・線維化が起こり、心室壁が脆弱

Ⅱ度の労作時呼吸困難を認めた。

化し心室瘤が形成され ST が上昇したと考えられ【心電図所見】る。

心拍数 64/分、洞調律、以前認めた左室高電肥大型心筋症で持続性 ST 上昇を認める症例

位・巨大陰性 T 波が今回消失し、V1～V6 で STの報告は散見されるが、15 年以上の経時的な変上昇を認めた。

化を追うことが可能であった症例は少ない。肥大【心エコー図所見】型心筋症の病変の進行、心電図変化の推移につ

左室壁厚は基部～中部で全周性に肥厚（14～いて考察するうえで貴重な 1 症例であると考えら

15mm）し、心尖部には心室瘤を認めた。心尖部れる。

に血栓は認められなかった。左室収縮能は【結語】

LVEF62%であり、収縮期に左室内腔が心尖部と肥大型心筋症は、左室リモデリングを通じ、左心基部に分かれる砂時計状の形態を呈していた。

室の状態が刻々と変化するため、簡便な心電図

連続波ドプラ法にて、拡張期に心尖部から左室検査で早期に変化を捉えることで、心エコー図検

流出路に向かう拡張期奇異性血流を認めた。左査での見落としを防ぎ、より正確な検査につなげ室流出路狭窄は認めなかった。

ることができ、早期治療に役立つ可能性がある。

【考察】

【連絡先】

心尖部肥大型心筋症で内腔閉塞および心尖部に心室瘤を合併している症例は、予後不良と言われている。心尖部心室瘤は、経胸壁心エコー
図では 40％の症例で診断できず心臓 MRI の施

32058-230-7261

学会長

菊地 良介

岐阜大学医学部附属病院

実行委員長 浅野 敦

東海細胞研究所

事務局長

苅谷 美里

澤田病院

実行委員

兼子 徹

澤田病院

日高 祐二

東海中央病院

田下 智栄子 岐阜医療科学大学
乙訓 貴之

岐阜医療科学大学

後藤 幸雄

松波総合病院

森本 剛史

松波総合病院

高橋 裕樹

岐阜赤十字病院

深尾 有里

岐阜赤十字病院

金森 妙子

岐北厚生病院

堀 高彰

岐北厚生病院

安藤 航平

岐阜県総合医療センター

関 敏秀

岐阜県総合医療センター

大宮 琉奈

岐阜県総合医療センター
33

（一社）岐阜県臨床検査技師会事務所 〒500-8383 岐阜市江添 2 丁目 5-15 ソシエ 2001 305 号室代表 棚村 一彦
E-mail giringi-office@giringi.jp

（一社）岐阜県臨床検査技師会

市民公開講座がんゲノム医療ができること

令和 5 年度

岐阜県医学検査学会

入場無料

2024年 3月10日（日）受付 13：00
開演 / 13：20 終演 / 14：20

中部国際医療センター
がんゲノム診断・診療センター 副センター長/泌尿器科 部長

水谷晃輔
【会場】
岐阜医療科学大学
早緑ホール
岐阜県関市市平賀字長峰795-1
TEL 0575-22-9401【講演内容】
現在日本では2人に1人は一生のうちになんらかのがんと診断されています。
がんの診断や治療は急速な発展を遂げていますが、進行がんでは治療が難しい場合もあります。そのためがんに関連する多数の遺伝子を同時に調べる「がん遺伝子パネル検査」によって、がんの性質を明らかにし一人一人の病状に合わせた治療を行う体制作りが始まっています。本講演では、
がん遺伝子パネル検査を中心にがんゲノム医療についてお話します。
（一社）岐阜県臨床検査技師会事務所 〒500-8383 岐阜市江添 2 丁目 5-15 ソシエ 2001 305 号室