Simply Reliable

AFG-2000シリーズ

AFG-2100シリーズ

AFG-2000/2100シリーズ
任意波形ファンクションジェネレータ

AFG-2000シリーズ
5MHz AFG-2005
12MHz AFG-2012
25MHz AFG-2025￥45,800￥52,000￥66,000

AM、FM、FSK、スイープ、周波数カウンタ機能搭載

AFG-2100シリーズ
5MHz AFG-2105
12MHz AFG-2112
25MHz AFG-2125

特徴
ワイドな周波数レンジ：0.1Hz～5MHz/12MHz/25MHz
周波数設定分解能：全レンジで0.1Hz●
信号種類：正弦波、方形波（パルス波）、ランプ波（三角波）、ノイズ、任意波形●
デューティ比/シンメトリ可変：方形波；1.0％～99.0％、ランプ波；0.0％～100.0％●
任意波形機能：10ビット、20MS/s、4Kポイント●
保存/呼出し：パネル設定10個、任意波形10パターン本体へメモリ可能●
任意波形編集用PCソフトウェア●
3.5インチLCDディスプレイ：周波数、振幅、DCオフセット、パラメータを同時表示●
インターフェース：USBデバイスポートを標準装備
PCからのコントロールと任意波形データを転送可能●

AFG-2100シリーズの機能●
豊富な機能：AM、FM、FSK、スイープ●
周波数カウンタ機能：最大10桁、5Hz～150MHz￥52,000￥67,000￥77,000

ファンクションジェネレータの新スタンダード登場！！
任意波形ファンクションジェネレータAFG-2100/2000シリーズは、周波数帯域5MHz、12MHzと25MHzでDDS（Direct Digital Synthesized）方式を採用し高精度・高安定で低価格を実現した高性能な任意波形ファンクションジェネレータです。
教育実習から設計、生産ラインや自動機など産業のニーズに対応できます。
正弦波、方形波（パルス波）、ランプ波（三角波）の基本波形と任意波形機能にUSB通信機能を持つAFG-2000シリーズと、さらにAM/FM/FSK変調、スイープ機能と周波数カウンタ機能を搭載したAFG-2100シリーズがあります。
任意波形機能は、最高サンプリングレート 20MS/s、垂直分解能10ビット、4Kポイントメモリの任意波形機能を搭載し、ユーザーが必要に応じて波形を作成できる柔軟な環境を提供します。方形波は、デューティ比を1.0％〜99.0％まで可変可能（100kHz以下）
でパルスジェネレータとして様々な分野に応用可能です。
ランプ波のシンメトリも0.0％〜100.0％（1MHzまで）まで可変できます。
インターフェースは、USBデバイスポートを標準装備しPCからのリモートコントロールと波形データを受信することができます。

パネル説明
132

① 3.5インチ液晶ディスプレイ（周波数分解能0.1Hz)
周波数カウンタ表示：最大10桁、5Hz～150MHz

45② 波形選択キー；正弦波、方形波、三角波、ノイズ、ARB

6③ 数値キー④ スクロールノブ、矢印キー、Enterキー

7⑤ 同期出力端子

8⑥ メイン出力端子⑦ メイン出力オン/オフキー

11

10⑧ 電源スイッチ

9⑨ 周波数/振幅/％/保存/呼出し/内部・外部/Shiftキー
1213
14⑩ AFG-2100シリーズのみ
AM/FM/FSK変調、スイープ、周波数カウンタ
変調波形、変調度/偏差、スイープレート、ゲート⑪ ARB(任意波形）設定キー⑫ 変調出力端子⑬ カウンタ入力端子⑭ 変調入力端子⑮ トリガ入力端子

16モデル名
周波数範囲A.

AFG-2005

15AFG-2105

0.1Hz〜5MHz⑯ USBデバイスポート

AFG-2012

AFG-2112

AFG-2025

AFG-2125

0.1Hz〜12MHz

0.1Hz〜25MHz

任意波形機能

○

○

○

○

○

○

デューティ可変

○

○

○

○

○

○

DCオフセット

○○

○

○

○

○

USBインターフェース

○

○

○

○

○

○

直線/対数スイープ

×

○

×

○

×

○

AM/FM/FSK 変調

×

○

×

○

×

○

周波数カウンタ

×

○

×

○

×

○

任意波形機能USB

任意波形機能は、最高サンプリングレート20MS/s、垂直分解能10ビットおよび波形メモリ4Kポイントで、前面パネルのキーパッドによりポイント毎に波形データを作成できます。また、任意波形編集ソフトウェアを使用してPC上で波形を作成しUSBインターフェース経由で、波形データをAFGへダウンロードすることができます。
本体の不揮発性メモリへ任意波形を10個（メモリ番号10～19）まで保存できます。

B.

D.

方形波、ランプ波のデューティ比/シンメトリ可変

振幅とDCオフセット 同時表示

デューティー比可変
1.0％

周波数波形

99.0％
≦100kHz

デューティ（シンメトリ）

シンメトリ可変振幅変調

DCオフセット
シンメトリ
ARB数値
Shape

変調波形

0.0％

変調ソース
≦1MHz

デューティ比/シンメトリ可変

パラメータ表示

方形波のデューティ比は、1.0％から99.0％（100kHz以下）と広範囲にの可変範囲できます。低価格のパルスジェネレータとして幅広い分野でご使用いただけます。ランプ波のシンメトリは、0.0％から100.0％まで可変できますので掃引用の正方向または負方向のノコギリ波などにご使用いただけます。

C.

3.5インチカラー液晶により、出力波形の周波数、振幅、DCオフセットやその他のパラメータ設定が同時に表示され見やすく簡単にチェックできます。

フルデジタルキー入力

E.

AM/FM/FSK変調、スイープと周波数カウンタ機能

波形選択キー
周波数キー
振幅キー
DCオフセット
デューティ（シンメトリ）
任意波形
アドレスキー
振幅値キー

Save/Recall

INT/EXT

Hop

LIN/LOGShape

DEP/DEV

Rate

Start/Stop

Gate

フルデジタルキー入力

AFG-2100シリーズのみ

AFG-2000/2100シリーズは、キーまたはノブによるにるフルデジタル入力のため波形パラメータの設定、振幅や各種パラメータを正確に設定できます。
また、メイン出力のオン/オフスイッチを装備しています。

F.

スイープ波形

AFG-2100シリーズには、AM/FM/FSK変調信号、スイープ機能と周波数カウンタ機能を搭載しています。AM/FM変調信号は基本的な変調回路のテストに使用できませ。FSK変調信号は、一般的なデジタル変調信号ソースとして使用できます。スイープ機能は、スピーカのオーディオ周波数範囲のスイープトーン試験のような様々なアプリケーションに使用できます。
内蔵の周波数カウンタは、最大10桁で5Hzから150MHzまでの外部信号を測定できます。

USBインターフェースと任意波形編集用PCソフトウェア

オシロスコープ
からのデータ情報

USBデバイスポート

任意波形編集用 PCソフトウェア

AFG-2000/2100シリーズは、USBデバイスポートを標準装備しています。
PCから周波数、振幅、波形の種類などのコントロールが可能です。
また、波形編集ソフトウェアには、ガウスノイズ、レイリー分布ノイズ、Uniformノイズや擬似三進信号、バイポーラAMI、マンチェスタ符号、差動マンチェスタ
符号、RS-232C、NRZなどライブラリがあり、手書きやライブラリを組み合わせた波形データをAFGへダウンロードすることができます。

GDS-1000A-Uシリーズからデータをキャプチャ
任意波形編集用PCソフトウェアは、PC上で簡単に波形作成ができます。
また、GDS-1000A-Uなどデジタルストレージオシロスコープ*のデータを直接キャプチャしたり、他のツールによって作成されたCSVフォーマットの波形データを呼出し編集すことができます。
波形編集が完了した波形データは、USBインターフェースを経由してAFGへダウンロードできます。
この波形編集用PCソフトウェアは、AFG-2000/2100およびAFG3000シリーズに使用できます。PCソフトウェアはウェブサイトからダウンロードできます。
*一部取り込みできないオシロスコープがあります。

任意波形ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ
豊富な標準波形* ワイドな周波数レンジ：1μHz～80MHｚ （AFG-3081）、分解能：1μHz
正弦波からDC、ノイズまで9種類の波形を標準搭載
1μHz～50MHｚ （AFG-3051）、分解能：1μHz

正弦波

方形波

三角波

80MHz AFG-3081￥ 270,000
50MHz AFG-3051 ￥ 180,000RS-232C GPIB USB

DCオフセット：±5 Vpk ac +DC (50Ω負荷時）

PC

ソフトウェア* 信号種類：正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、DCSin(x)/x、指数上昇、指数下降、負のランプ波* 豊富な変調機能：AM、FM、PWM、FSK、スイープ、バースト* 出力電圧：10mVp-p～10Vp-p(50Ω負荷時）

パルス波

ランプ波

ノイズ

* 任意波形機能：16ビット、200MS/s、1Mポイント、繰り返しレート；100MHz
任意波形編集用PCソフトウェア* 4.3インチ高解像度（480ｘ272）TFT液晶ディスプレイを搭載* インターフェース：GPIB、RS-232C、USBホスト/デバイスを標準装備* 付属品：取扱説明書、電源コード、BNC-BNCケーブル GTL-110

AFG-2100/2000 仕様
モデル名
出力波形
任意波形機能
不揮発性メモリ
周波数特性
範囲
正弦波、方形波
三角波、ランプ波
分解能
確度
安定度
エージングレート
許容値
出力特性
振幅
範囲*1オフセット

波形出力
SYNC出力正弦波特性
方形波特性ランプ波特性
AM変調

FM変調

スイープ

FSK

周波数カウンタ

機能

一般仕様

確度
分解能
平坦性(正弦波、1kHz基準)
単位
範囲

確度
インピーダンス
保護機能
レベル
インピーダンス
立上り/立下り時間
高調波ひずみ立上り/立下り時間
オーバーシュート
アシンメトリデューティ可変範囲
直線性
シンメトリ可変範囲
キャリア波形
変調波形
変調周波数
変調度
ソース
キャリア波形変調波形
変調周波数偏差ソース
波形
タイプ
スタート/ストップ周波数
スイープ時間ソース
キャリア波形
変調波形
変調レート
周波数範囲
ソース
範囲
確度
タイムベース
分解能
入力インピーダンス
感度
保存/呼出しインターフェース
ディスプレイ
電源
消費電力
操作環境
動作高度
保存温度
寸法(WxHxD)、質量
付属品

AFG-2005
AFG-2012
AFG-2025
AFG-2105
AFG-2112
正弦波、方形波、ランプ波、ノイズ、 ARB(任意波形）
振幅分解能；10ビット、サンプルレート；20MS/s、繰り返しレート；10MHz、波形メモリ長；4Kポイント
4Kポイント

AFG-2125

0.1Hz～5MHz
0.1Hz～1MHz0.1Hz±20ppm±1ppm/year≦1mHz

0.1Hz～25MHz

0.1Hz～12MHz

0.1Hz～25MHz

0.1Hz～5MHz

0.1Hz～12MHz

1mVpp～10 Vpp (50Ω負荷)、2mVpp～20 Vpp (オープン回路)
1mVpp～5 Vpp (50Ω負荷) for 20MHz～25MHz、2mVpp～10 Vpp (オープン回路) for 20MHz～25MHz±設定の2%±1mVpp(50Ω負荷、正弦波、1 kHzにて)1mVまたは3digits±1％ (0.1dB) ≦100kHz、±3％ (0.3 dB)≦5MHz、±5％ (0.4 dB)≦12MHz、±20％(2dB) ≦20MHz、±5％(0.4 dB) ≦25MHz
Vpp、Vrms、dBm±5Vpk ac+dc (50Ω負荷)、±10Vpk ac+dc (オープン回路)±2.5Vpk ac+dc (50Ω負荷) for 20MHz～25MHz±5Vpk ac+dc (オープン回路) for 20MHz～25MHz
設定×2％＋10 mV＋振幅×0.5％
50Ω typical (固定)、出力オフ時；> 300kΩ
短絡回路保護；過負荷で自動的にメイン出力のリレーを遮断し出力オフ
TTLコンパチブル 負荷>1kΩ
約50Ω≦ 25ns-55dBc；DC～200kHz、振幅 > 0.1Vpp、-50 dBc；200kHz～1MHz, 振幅> 0.1Vpp、-35 dBc；1MHz～5MHz, 振幅> 0.1Vpp-30dBc；5MHz～25MHz、振幅> 0.1Vpp≦25ns 最大出力時(50Ω負荷)＜5％
周期の1％＋1ns（＠50%デューティ-）
1.0％～99.0％≦100kHz、20.0％～80.0％≦5MHz、40.0％～60.0％≦10MHz、50％≦25MHz< ピーク出力の0.1％
0.0％～100.0％ (0.1％ステップ)—
正弦波、方形波、三角波—
正弦波、方形波、三角波—内部；2mHz～20kHz、外部；DC～20kHz、±5V *2—
0％～120.0％—
内部 / 外部—
正弦波、方形波、三角波—
正弦波、方形波、三角波—
内部；2mHz～20kHz、外部；DC～20kHz、±5V *3—
DC～2.5MHz
DC～6MHz
DC～12.5MHz—
内部 / 外部—
正弦波、方形波、三角波—
直線または対数—0.1Hz～最大周波数—
1ms～500s—
内部 / 外部（TTLレベル）—
正弦波、方形波、三角波—
方形波、デューティ比50％—
内部；2mHz～100 kHz、外部；DC～100kHz—
0.1Hz～最大周波数—
内部 / 外部（TTLレベル）—
最大10桁、5Hz～150MHz—
タイムベース確度±1カウント—±20ppm (23℃±5℃) 30分以上エージング後—最大分解能；100nHz（1Hzまで）、0.1Hz（100MHz）—
1kΩ/1pF—
35mVrms～30Vms (5Hz～ 150MHz)
パネル設定メモリ10個（メモリ番号；0～9）、ARB波形メモリ10個（メモリ番号；10～19）
USB デバイスポート
3.5インチカラー液晶
AC100～240V、50～60Hz
約25 VA (最大)仕様保証温度：18℃～28℃、操作温度：0℃～40℃、相対湿度：≦80％（0℃～40℃）、≦70%（35℃～40℃）
設置カテゴリ： CAT Ⅱ
最大2000m-10℃～70℃、相対湿度：≦70%
266(W) X 107(H) X 293(D) mm、約 2.5kg
266(W) X 100(H) X 293(D) mm、約 2.5kg
GTL-101×1
GTL-101×2
クイックスタートガイド×1、CD (取扱説明書+ソフトウェア)×1、電源コード×1*1：振幅を小さくするとS/Nが悪くなります。 *2:外部MOD入力端子から直流電圧を入力した場合、正電圧で振幅が大きくなり、負電圧で振幅が最小になります。
*3：外部MOD入力端子から直流電圧を入力した場合、正電圧でキャリア周波数増加し、負電圧でキャリア周波数が減算されます。（キャリア周波数±最大偏差周波数）
ファンクションジェネレータの仕様は、+20℃～+30℃で少なくとも30分間以上電源が入っているときに適用されます。特に指定が無い場合、50Ω負荷時の仕様です。

付属ケーブル：
BNC-ワニ口ケーブル GTL-101●機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。●安全にお使いいただく

注意 ために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。●当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。●当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。●表示価格には消費税が含まれておりません。

代理店:

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

Japan-01-2020 JAFG20002001K