電源品質アナライザ

KEW 6315

スタートナビ で簡単・確実に記録
電源品質・電力量をこれ１台で同時に管理● 電力・電源品質を同時記録● PC、 Android端末でモニタリング● すぐに使えるサポート機能● 多彩なセンサオプション

電力/高調波／波形／電源品質をすべてのチャンネル（ch）（電圧3ch、電流4ｃｈ）
で同時に記録スタートナビ、 結線チェック、 センサ自動検出により簡単・確実な記録をサポートします。

● より精度の高い測定を実現

有効電力確度 ：±0.3％rdg
電圧/電流確度 ：±0.2％rdg
電源品質測定の国際規格IEC61000-4-30 Class S に適合● IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,

CAT Ⅲ 600V, CAT Ⅱ 1000V

Bluetooth無線通信により測定値をリアルタイムでモニタリング可能。データはSDカードへ保存
各 種 ク ラ ン プ セ ン サ、 フレ キ シ ブ ル セ ン サ をご 用 意、1000mAレンジから3000Aレンジまで対応● 現場で電力使用状況を確認

トレンドグラフ、デマンド推移図により一目で確認できます。
表示部は鮮明で視認性にすぐれた3.5型カラーTFT液晶画面を採用

標準価格 200,000円（消費税別）※クランプセンサ等のオプションは含みません。

簡単操作で電力・電源品質すべてを同時記録
スタートナビガイド開始

接キータッチでナビ開始。
簡単・確実に記録開始 START/STOP
画面表示に沿って結線・設定するだけ。

続結線チェック

インターバル選択

記録時間セット

記録開始

電力管理
瞬時値

一覧表示

拡大表示
（8分割）

拡大表示（4分割）● 電流/電圧/電力等の瞬時値の平均値/最大値/最小値を一つの画面で確認可能。
● 必要な値だけ選択して表示させる拡大表示、測定値の変動を示すトレンドグラフにより電力使用状況が現場で瞬時にわかります。
トレンドグラフ

積算値● 有効/皮相/無効電力量、経過時間を一覧表示。

デマンド

測定値一覧

時間内推移図電源品質

デマンド推移図● 目標値に対する現在の使用電力量と予測値の割合を示す時間内推移図、最大デマンド値と発生時刻の記録機能によりデマンド監視をサポートします。

ベクトル表示と結線確認

イベント機器の異常動作や破損を引き起こす要因となる、電圧ス
ウェル/ディップ/瞬停/トラン
ジェント、インラッシュカレン
トを同時に測定、ワンタッチで各項目を抽出して表示可能● 電圧スウェル電力ラインの開閉器の電源投入時に突入電流が発生し、瞬時的に電圧が上昇します。

ベクトル表示結線チェック

理想的なベクトル図● 各Cｈの電圧と電流に対応したベクトル図、不平衡率を表示● 結線確認機能により判定結果と結線設定に準じた理想的なベクトル図を表示（画面左下）。どの結線が誤っているか判別できます。

POWER QUALITY ANALYZER

KEW 6315

設定・解析用PCソフト付属

無線通信● 記録データからグラフとリストを1クリックで自動作成● 複数台数の設定データ、記録データを一元管理● 省エネ法に準じた原油、CO2換算値をレポート形式で出力【推奨動作環境】Ⓡ● OS：Windows 8/7/Vista/XP● 画面表示：XGA（1024×768）以上を推奨● ハードディスク：空き容量1GByte以上● その他： CD-ROMドライブ、USBポート搭載.NET Framework（3.5以上）※Windows®は米国マイクロソフト社の商標または登録商標です。

● Bluetooth に よ る
無線通信で、測定値 をAndroid端 末やPCにリアルタイ
ムで表示可能for POWER QUALITYANALYZER

KEW 6315

Copyright
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
2013

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD. Japan

www.kew-ltd.co.jp

波形● 各Chの電圧と電流に対応した波形を表示● 電 圧/電 流 軸、 時 間 軸 の倍率を切替え可能、フルスケール機能により最適な倍率に調整できます。

※BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の 商 標または 登録商標です。
AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

USB端子
デジタル出力機能

高調波解析● イベント発生時に信号出力2chアナログ入力端子

進相コンデンサおよびリアクトルの焼損、トランスのうなり、ブレーカの誤作動等の原因となる高調波電流の解析が可能（DC電圧）● 温度計などのアナログ信号を電力データと同時測定可能

SDカードインターフェース● 2GBのSDカードが付属

SDカード使用時の保存可能な時間の目安

グラフ表示

リスト表示

インターバル

1秒
1分
30 分● 各Chの「 電圧・電流・電力」に重畳した50次までの高調波成分をグラフ表示、15次毎の拡大表示も可能。
● 各次の高調波含有率、実効値、位相角をリスト表示● 電圧ディップ
モーター負荷等の起動時に突入電流が発生し、電圧降下を発生させます。

● 電圧瞬停
落雷等により電力供給が一瞬停止状態になります。

記録項目
電力関連
＋高調波
13日
3日
1年以上
3ヶ月

10年以上

7年以上

上記には電源品質のイベントデータを含んでおりません。イベントの記録を設定していた場合にはその発生量によって記録可能な時間が減少します。

フリッカ

IEC61000-4-15に準じたフリッカ測定に対応
フリッカとはアーク炉・スポット溶接機・クレーン・掘削機のような変動負荷により電圧値の周期的な変動が発生し、照明・パソコンモニタの不快なちらつきを引き起こす現象のことです。

● トランジェント・オーバー電圧（インパルス）
ブレーカ、マグネット、リレーの接点不良等により、電圧印加の瞬間から極めて短時間で電圧の最高値（ピーク値）まで達します。
● インラッシュカレント
モーター、白熱灯、大容量の平滑コンデンサを持つ機器等の起動時に、一時的に流れる大電流（ サージ電流）です。

測定データ表示

Plt値のトレンドグラフ● Pst（1min）値をトレンドグラフ表示

オプション
負荷電流検出型クランプセンサ

MODEL 8128

18,000円（消費税別）

負荷電流検出型フレキシブルクランプセンサ

MODEL 8127

15,000円（消費税別）

MODEL 8126

18,000円（消費税別）

MODEL 8125

20,000円（消費税別）

MODEL 8124

25,000円（消費税別）

KEW 8129MAX3000A φ150：
8129-01（1ch用）

39,000円（消費税別）：
8129-02（2ch用）

77,000円（消費税別）：8129-03（3ch用）
MAX50A

φ24MAX100AMAX

φ24200A

φ40

リーク電流〜負荷電流検出型クランプセンサ

KEW 8146

KEW 8147

KEW 8148

16,000円（消費税別） 20,000円（消費税別） 27,000円（消費税別）

MAX30A

φ24MAX70A

MAX

φ40100A

MAX500A

115,000円（消費税別）

MAX

φ40

1000A φ68

電源供給アダプタ

マグネット付携帯ケース

MODEL 8312

MODEL 9132

10,000円（消費税別）

KEW 8130
MAX1000A

8,300円（消費税別）

φ110

30,000円（消費税別）

φ68※8146/8147/8148は6315との組み合わせでは10Aが上限となります

ベーシックモデル及びセットモデル
ベーシックモデル

クランプセンサ付セットモデル

KEW 6315

KEW 6315-01 8125（500A）×3

標準価格：200,000円（消費税別）

標準価格：238,000円（消費税別）KEW 6315-02 8125（500A）×2
標準価格：220,000円（消費税別）

KEW6315-01● KEW 6315 仕様
測定ライン
測定演算項目

単相2線（最大4系統）、単相3線、三相3線、三相4線
電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、有効電力量、無効電力量、皮相電力量、力率、中性線電流、デマンド、
高調波、電源品質（スウェル／ディップ／瞬停、トランジェントオー
バー電圧、インラッシュカレント、不平衡率、IECフリッカ）
デジタル出力端子機能、アナログDCV入力機能

その他の機能電圧（RMS）
レンジ
600.0/1000V
確度±0.2％rdg±0.2%f.s. （正弦波、40～70Hz）
有効入力範囲各レンジの1～120%（rms）
及び各レンジの200%（peak）
表示範囲
各レンジの0.15～130%（0.15%未満は0表示）
クレストファクタ
3以下
電圧トランジェント 2.4μs
サンプリング速度
電流（RMS）
レンジ（50A type）：5/50A/AUTO
8128（100A type） ：10/100A/AUTO
8127（200A type） ：20/200A/AUTO
8126（500A type） ：50/500A/AUTO
8125（1000A type） ：100/1000A/AUTO
8124/8130：1/10A/AUTO
8146/8147/8148 （10A type）（3000A type） ：300/1000/3000A
8129
確度±0.2%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度（正弦波、40～70Hz）
有効入力範囲各レンジの1～110%（rms）
及び各レンジの200%（peak）
表示範囲
各レンジの0.15～130%（0.15%未満は0表示）
クレストファクタ
3以下
有効電力
確度
±0.3%rdg±0.2%f.s.+クランプセンサ確度（力率1、正弦波、40～70Hz）
力率の影響±1.0%rdg（40～70Hz、力率1に対する力率0.5の指示値）

安全にお使いいただくために

周波数範囲
電源
使用電池

40～70Hz
AC100～240V/50～60Hz/7VA max
単3形（アルカリ or Ni-MH）×6（アルカリ乾電池使用時、バックライトOFF 約3時間）
内部メモリ
フラッシュメモリ（4MB）
PCカード
SDカード（2GB）
パソコン通信USB Ver2.0／Bluetooth Ver2.1+EDR準拠 Class2表示
3.5型カラーTFT液晶 （320×240ピクセル）
LCD表示更新
1秒
確度保証温湿度範囲 23±5℃，相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
使用温湿度範囲
0～45℃，相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
保存温湿度範囲-20～60℃，相対湿度：85%以下（結露の無きこと）
適合規格
IEC61010-1 CATⅣ 300V, CATⅢ 600V, CATⅡ 1000V 汚染度 2
IEC61010-2-030、IEC61010-031、IEC61326
IEC61000-4-30 Class S、IEC61000-4-15、IEC61000-4-7
外形寸法／質量175（L）× 120（W）× 68（D）mm/約900g（電池含む）
付属品
7255（電圧用測定コード）
6,000円（消費税別）
7219（USBケーブル）
1,200円（消費税別）
7169（電源コード）
1,500円（消費税別）
9125（キャリングバッグ）
5,800円（消費税別）
8326-02（SDカード2GB）
5,000円（消費税別）
クイックマニュアル、単3アルカリ乾電池×6
入力端子プレート×6
KEW Windows for KEW6315（PCソフトウェア）
オプション
8124、8125、8126、8127、8128（負荷電流クランプセンサ）、8129、8130（負荷電流フレキシブルクランプセンサ）、8146、8147、8148（リーク電流～負荷電流クランプセンサ）、8312（電源供給アダプタ）、9132（マグネット付携帯ケース）

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

高橋ビル

サービスセンター
お客様相談室0120-62-1172

FAX. 0894 (62) 5531

●このリーフレット記載内容は断りなく変更する場合があります。 KEW 6315-1J Jan. 14 AD