安全試験器
STW-9900/9800/9700 シリーズカタログ

Electrical Safty Tester

世界の各種安全規格に基づく 4 種類の試験
AC/DC 耐電圧、絶縁抵抗 (IR)、アース導通 (GB) 試験を
安全かつ正確に !!

世界各国の安全試験規格に対応した安全規格試験器
STW-9900/9800 シリーズは、世界の各種安全規格に基づく AC / DC 耐電圧、絶縁抵抗（IR）、アース導通（GB）の４種類の試験をするための試験器です。高効率 PWM スイッチングアンプの採用で AC ライン電圧が変化しても出力電圧を一定に保ち安定した試験を行えます。AC 耐電圧試験だけの STW-9901/9801 から 4 種類すべての試験を 1 台でおこなえる
STW-9904 までの 7 機種をラインナップしました。この全モデルに共通した AC 耐電圧試験の出力は AC5kV/100ｍA（STW-9800 シリーズは AC5kV/40mA）で、STW-9900 は瞬時であれば IEC 規格の要求事項である短絡電流 200ｍA 以上にも適合、DC 耐電圧試験が可能なモデルの出力は DC6kV まで操作可能です。またスイープ機能を装備、試験結果をフロントパネルの液晶パネルにグラフ表示します。単独試験では、試験条件を 100 個保存でき自動的に実行させることが可能です。
各国にて定められた安全規格 IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS などの試験を安全、正確に行うことが可能です。

見やすい︕

鮮明︕

LEDインジケータ

240x64ドットマトリクス液晶画面

PASS、FAIL、READY、TEST、HV OUT

アース導通試験端子
STW-9904

操作が簡単︕

便利！

ファンクション キー

START ボタンSTOP ボタン4種類試験モードなど選択

STW-9900 リアパネル
HIGH VOLAGE
出力端子
STW-9904

リモート端子試験スタート/ストップ

SIGNAL I/O
USB/RS-232C

HIGH VOLTAGE 出力端子
RETURN 端子

特長・機能
PWM AMPPASS

98

SLOTmax

Sequence

LCD U/I

Hi-Efficiency

Interface

外部制御SIGNAL I/O

RETURN端子
アース導通試験端子

GP-IB ACインレット
オプション
Line-up

ラインナップ
型名税抜価格（円）

試験容量

AC耐圧

STW-9801 108,000
STW-9802 150,000

DC耐圧○STW-9803 190,000○○

STW-9901 149,000○STW-9903 220,000

アース導通○○

STW-9902 182,000

絶縁抵抗200VA

500VA

STW-9904 348,000

○○

○

○

○○

○

○

○

Accessories

付属品●アクセサリ CD-ROM（取扱説明書）●インターロックキー●リモート端子プラグ●高電圧テストリード●電源コード●アース導通試験用テストリード（STW-9904 のみ）○Options

オプション2

GHT-113\ 33,000

GHT-205\ 12,500

GHT-114\ 4,500

GTL-115\ 6,500

GTL-232\ 2,500

GTL-247\ 2,500GTL-248\ 14,800

OPT.1\ 30,000

GRA-417\ 20,000

高電圧テストプローブ
約2m

高電圧テストプローブ
約1m

高電圧テストリード(付属品)約1m

アース導通試験用
テストリード 約1m(GPT-9804 付属品)

RS-232Cケーブル
9ピン(オス-オス)
約2m

USBケーブル,
A-Aタイプ, 約1.8m

GPIBケーブル,
約2m

GPIBユニット

EIAラックマウント
アダプタ(19”, 4U)

Features

特長・機能●必要な試験をそろえた 4 モデル●高効率、高安定の PWM アンプを採用

各試験別に個別の機器を用意するわけではなく、必要な試験をパッケージングした 4 モデルをラインナップ。各種試験を連続的に行うことで、検査時間や設備コストを圧縮することができます。

PWM AMP

98max

Hi-Efficiency

高効率 PWM スイッチングアンプを採用したことにより、最大 98％の高効率出力が可能。熱損失を抑えることで、信頼性・製品寿命を向上しています。
また入力電圧変動の影響を防ぎ、高電圧出力変動 1％以下を実現したことにより、電源環境が不安定な地域でも高精度に試験をおこなえます。

●作業者と被試験物の安全性を重視した保護機能

4 種の安全規格試験を備えた STW-9904●視認性の良いパネル表示、使いやすさを重視した U/IPASSLCD U/I

見やすい 240×64 ドットマトリクス液晶画面にカラー LED、ブザー音にて安全試験作業を安全にサポートします。液晶画面には、試験条件や試験中の測定値、ステータスや結果判定を見やすく表示します。高電圧出力端子上部のLED インジケータは、高電圧を出力中にフラッシングし、試験実行中を明確に表現します。

作業者を感電から守り、被試験物を劣化、破損を防ぐ保護機能が装備されています。主電源 ON 時に本試験器のセルフシステムチェックを行い本器の安全性をチェックします。
「START」（試験開始）ボタンを押すと、150ms 以内に被試験物が適切に絶縁されているかをチェックします。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、ランプ機能にて、被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験中に異常事態が発生した場合には高電圧出力を 150μs 以内に遮断します。試験終了時には、200ms 以内に被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。
START

試験電圧

スタート電圧試験条件
電圧･電流･抵抗･試験判定

電源 ON 時セルフシステムチェック

設定 / 測定時間
試験モード

初期
ランプ時間
チェック時間（約 150ms）

試験時間

放電時間
（約 200ms 以内）

ファンクションキー
240×64 ドットマトリックス液晶画面
PASS

FAIL

READY

TEST

200ms

高電圧
出力ゼロクロス投入機能

放電機能

カラー LED 表示●各種インタフェース機能とインターロック機能●スイープ機能による簡易解析（MANU＝***-000）

フロントパネルには、「START｣、「STOP｣ボタン、リモート端子を装備。リアパネルには、
SIGNAL I/O、USB、RS-232C を標準装備。SIGNAL I/O ポートは、試験開始、停止制御、試験判定、インターロック機能を装備、PLC からの制御が可能です。インターロック機能は、外部セキュリティ機能としてご使用できます。GPIB は、オプション対応です。

被試験物の試験推移をグラフ表示するスイープ機能を装備しています。作業者は、被試験物が PASS/FAIL 判定の確認だけでなく、試験推移のイメージとデータを確認できます。
スイープ機能の測定条件は、100ｍｓ間隔で 190 ポイント (19ｓ) です。測定開始時間も可変可能。測定後のグラフでは、カーソルを操作して、各ポイントの測定値も確認できます。

リモート端子リモート制御端子
配置図

REMOTE
2. RMT_START
1. RMT_STOP

213

3. COM

45＊リモート端子ミルプラグ付属されています。

* 入力信号
Highレベル入力信号 2.4V～3.3V
Lowレベル入力信号 0V～0.8V
1msec(min)以上
パルス幅

試験ストップ ボタン
試験スタート ボタン

SIGNAL I/OUSB

D-sub 9pin メス

A タイプ

RS-232C9pin オス●単独試験と自動試験機能

6 7 8 9Sequence

1 23 4 5

SIGNAL I/O端子
ピン配 図

標準装備 インターフェース

各種試験設定条件は、単独 (MANU) 試験として、100 個まで保存可能です。
そして、自動 (AUTO) 試験では、単独試験を自動走行することが可能です。
自動試験は、100 個まで保存可能です。1 つの自動試験には、単独試験を試験工程順に 16 個まで編集、保存可能です。
自動 / 単独試験は、番号とファイル名にて（英数 10 文字）管理できます。

＊インターロックキーは、付属されています。

ピン番号123456789信号名
インターロック 1
インターロック 2
INPUT_COMINPUIT_STRATINPUT_STOPOUTPUT_TESTOUTPUT_FAIL
OUTPUT_PASSOUTPUT_COM* 入力信号
Highレベル入力信号
Lowレベル入力信号
Lowレベル入力電流
パルス幅

備考
オープン時: 出力遮断
ショート時： 試験開始可能
INPUT コモン端子
スタート信号入力端子
ストップ信号入力端子
試験出力端子(ON状態)
FAIL出力端子(ON状態)
PASS出力端子(ON状態)
OUTPUT コモン端子

5V～32V
0V～1V-5mA(max)
1msec(min)以上

単独試験

自動試験

MANU001

AUTO001

MANU002

AUTO002

MANU003

AUTO003

MANU004
MANU005

AUTO004
16 個までAUTO005

自動試験工程* 出力信号
出力タイプ
リレーA接点
出力電圧
30VDC
最大出力電流 0.5A

MANU099
MANU100に登録可能

AUTO099
AUTO100

Dimensions

外形寸法

STW-9901/9902/9903/9801/9802/9803

STW-9904(395.9)※(452.0)※※括弧内はSTW-9800シリーズ寸法

3

STW-9701
AC 耐電圧試験器

AC 耐電圧試験に機能を絞ったローコストモデル( スライダック方式）
STW-9701 は、5kV/100mA の AC 耐電圧試験器です。視認性の良い液晶画面で試験条件の設定や確認ができ、それらの試験条件を 100 個まで保存および呼び出すことが可能です。リモート端子を備えており START/STOP を外部から制御が可能、PASS/FAIL 判定も液晶画面、インジケータ、ブザーで結果をお知らせするなど、効率の良い検査作業をサポートします。

Line-up

ラインナップ

型名税抜価格（円）AC耐圧

STW-9701

115,000

○DC耐圧

絶縁抵抗

アース導通
外部制御

SIGNAL I/O

Accessories

付属品●アクセサリ CD-ROM（取扱説明書） ●リモート端子プラグ●高電圧テストリード ●電源コード●インターロックキー

特長・機能PASSLCD U/I

定Specifications

格●100 個の試験条件を保存可能

AC 耐電圧試験部
出力電圧設定範囲

0.1kV ～ 2.5kV
0.1kV ～ 5.0kV

2.5kV fs
5kV fs

最大定格出力500 VA (5kV/100mA)

トランス定格短絡電流
出力電圧波形

500VA≧ 200mA
正弦波 (Sine wave)

出力電圧変動率
出力切換
電圧計

15%[ 最大定格負荷 → 無負荷、定常入力時 ]ゼロクロス スタート

フルスケール

2.5kV / 5kV fs

測定電圧確度± (1% of reading + 10V)
± (1% of reading + 20V)

2.5kV fs
5kV fs

電流計
測定電流確度± (1.5% of rdg + 30 counts) HI SET < 1.11mA± (1.5% of rdg + 3 counts) HI SET ≥ 1.11mA

測定電流範囲0.001mA~100.0mA

測定電流分解能

1uA0.001mA(0.001mA~1.100mA)
0.01mA(01.11mA~11.00mA)
0.1mA(011.1~100.0mA)

ACW 試験条件を 100 個まで保存ができます。
【試験設定内容】
・電圧レンジ (2.5kV/5kV）
・上限 (0.001mA ～ 110.0ｍA)/ 下限基準値 (0.000mA ～ 109.9mA)・オフセット (ACW 0.000ｍA ～上限基準値 ( 電流 )-1 カウント）
・試験時間（0.5s ～ 999.9s / OFF)・試験名 (10 文字設定）
・アーク検出モード (OFF / ON AND CONTINUE / ON AND STOP)
・PASS 判定結果保持 (OFF / ON)・MAX HOLD(OFF / ON)
・GROUND MODE(ON / OFF)

判定
判定方式
ウィンドウ コンパレータ方式
カットオフ電流設定値（高） 0.001 mA to 110.0mA AC
カットオフ電流設定値（低） 0.000mA to 109.9mA AC
判定確度
電流値判定方式
校正
高レベル判定電流範囲
低レベル判定電流範囲
試験時間
試験時間
インタフェース
リモート端子外部 I/O
RS-232C
USB ( デバイスポート )インターロック
一般
ディスプレイ
メモリ
入力電源
消費電力
アクセサリ
外形寸法 & 質量環境仕様保証範囲
動作範囲
保存範囲
設置場所

4± (3% + 40µA) of upper cutoﬀ current
設定されたカットオフ電流と絶対値比較
純抵抗において正弦波入力による RMS 測定
0.011mA ~ 1.100mA AC
01.11mA ~11.00mA AC
011.1mA ~110.0mA AC
0.010mA ~1.099mA AC
00.10mA ~10.99mA AC
001.0mA ~109.9mA AC
0.5s ～ 999.9s, TIMER OFF
あり ( フロントパネル )あり ( リアパネル )あり ( リアパネル )あり ( リアパネル )あり ( リアパネル )240 x 64 ドットマトリクス LED バックライト 液晶
100 メモリ
AC100V ± 10% 50Hz/60Hz
約 15VA 以下 ( 無負荷時 :READY)
最大 600VA ( 定格負荷時 )AC コード x1
取扱説明書 x1 (CD)GHT-114 x1322.0(W) x 147.7(H) x 385.0(D) mm 約 16kg
温度 15˚C ～ 35˚C, 湿度 ≦ 70% ( 結露 無し )温度 0˚C ～ 40˚C, 湿度 ≦ 70% ( 結露 無し )温度 -10˚C ～ 70˚C, 湿度 ≦ 85% ( 結露 無し )屋内、高度 2000m 以下●外部接点制御
フロントパネルにリモート端子を、リアパネルに外部 IO ポートを備えています。
リモート端子からは START/STOP のみの接点制御が可能です。
外部 IO ポートは、インターロック機能、START/STOP、試験結果のモニタが可能です。
リモート端子

外部 IO ポート

RMT_STOP

INTERLOCKRMT_STARTINPUT_START (START 入力）
INPUT_STOP(STOP 入力）

OUTPUT_TEST( 試験中 ON）
OUTPUT_FAIL ( 結果 FAIL 時 ON）
OUTPUT_PASS( 結果 PASS 時 ON)

STW-S1 / STW-S2

安全試験器 STW シリーズ用スキャナボックス

耐圧試験や絶縁抵抗試験を複数のテストポイントで試験可能
STW-S1/STW-S2 は STW-9900/9800 シリーズ専用のスキャナボックスです。本器を使用することで、STW-9900/9800 の 1 台で複数のテストポイントへの試験が可能となります。
STW-S1 は 8ch で、AC 耐圧試験、DC 耐圧試験、絶縁抵抗試験に対応、STW-S2 は 8ch のうち6ch が AC 耐圧試験、DC 耐圧試験、絶縁抵抗試験に、2ch がアース導通試験に対応しています。最大 4 台 32ch を使用しての複数接続が可能です。
STW-9900/9800 の試験ごとにスキャナのチャンネル設定を保存して使用します。チャンネル設定は HI,LO,X と G（STW-S2）になっています。

Line-up

ラインナップ定チャンネル数ACW/DCW/IR型 名

税抜価格（円）STW-S1

220,000

8CH－STW-S2

200,000

6CH

2CH

GBSpecifications

格機種
最大電圧

STW-S1
5kV AC / 6kV DC

付属品名

STW-S2
5kV AC / 6kV DC

最大電流40A AC

HV 端子数

86GB 端子数
インターフェイスなし
RS-232C（専用）

2

入力電源

AC 100-240V ± 10%, 50/60Hz 50VA MAX

環境
動作環境
設置場所

動作温度範囲 0° C ～ 40° C、湿度 70% 以下、結露なきこと

屋内、高度 2000m 以下、設置カテゴリ II、汚染度 2、測定カテゴリ II
保存範囲-10° C ～ 70° C, 85% RH
寸法 (w x H x D)mm 330 x 101 x 399
330 x 101 x 413
質量Accessories

付属品

一般

STW-S1STW-S2

ユーザーマニュアル

型番x1x1

AC 電源コードx1x1x1x1

テストリードGHT-108

GB 用テストリード

GHT-109

スキャナ用テストリード（赤）スキャナ用リターンコード（黒）GHT-116R
GHT-116B

x1x8x1x6x1x1

GB H 用コード（赤）GTL-116Rx2

GB L 用コード ( 黒 )RS-232C ケーブル

GTL-116B
GTL-235x1x1

約 5.5kg
STW-S1/S2 を使用した場合、IR 試験の測定範囲は最大 2000M Ωになります。

Options

オプション

GHT-108\ 10,000

GHT-109\ 5,000

GHT-116R\ 5,000

GHT-116B\ 5,000

GTL-116R\ 5,000

GTL-116B\ 5,000

GTL-235\ 2,000

テストリードSTW-S1/S2用

GB用テストリード
STW-S2用

スキャナ用テストリード（赤）STW-S1/S2用

スキャナ用リターンコード（黒）STW-S1/S2用

GB H用コード（赤）STW-S2用

GB Ｌ用コード（黒）STW-S2用

RS-232Cケーブル
STW-S1/S2用（約500mm）（約1m）（約1.5m）（約1.5m）（約1.5m)（約1.5m）（約700mm）

5

「 PA S S」だけじゃない
新し い 試 験 結果のかたちを提案
真の漏れ電流測定が可能なGROUNDモード
多くの耐圧試験器は、リターン端子をアースへ落としています。これによりDUTが絶縁されていてもアースに落としていても安全に耐圧試験が行えます。しかし耐圧試験のような高電圧の印加試験においては、ケーブル-アース間における寄生容量（ストレー容量）に対しても微小な電流が流れ、シャント抵抗に流れ込む電流に加算されてしまいます。STWシリーズはACW、DCWの試験においてGROUNDモードをOFF（フローティング）することが可能な”GROUNDモード”があります。これにより、ストレー電流がシャント抵抗を通らず、DUTに流れた漏れ電流のみの測定が可能です。

一般的な耐圧試験機およびSTWシリーズのGROUNDモードがONの時

STWシリーズのGROUNDモードがOFFの時

ケーブル-アース間の寄生容量に流れるリーク電流

DUTと寄生容量とが合算されてシャント抵抗に流れます

HV 端子
DUT
Return 端子

寄生容量に流れたストレー電流がアースラインを通して電流測定用のシャント抵抗に流れ、DUTを流れた電流と合算され、電流測定されます。

ケーブル-アース間の寄生容量に流れるリーク電流
HV 端子

DUTに流れた電流のみシャント抵抗に流れます

DUT
Return 端子

寄生容量に流れたストレー電流がシャント抵抗を通らずに機器に戻る。
注意︓GROUND モードを OFF した場合に DUT をアースに落としてしまうと、DUT に流れた漏れ電流を測定することができません。下限値を測定していない場合は全て 0μA の測定結果とな
り PASS となります。

導入事例
電動工具用モーターの耐圧試験
採用理由
電動工具や林業用工具などのモーターは、作業者に近い部分で駆動するため、非常に大きな絶縁性能が求められ、厳しい安全規格を必要とします。しかし、これまで使用していた他社製の耐圧試験器では、20μA近いストレー電流が加算されてしまうことで厳しい上限値を設定することができませんでした。また、多くの耐圧試験器は下限値の設定が10μA以上でしか設定できず、絶縁能力がとても高いDUTが内部断線同様の「FAIL」（断線）として判定されてしまう問題もありました。しかし、STW-9900シリーズのGROUNDモードを使用することで試験対象の真の絶縁耐圧が確認できるようになり、出荷検査時においてより明確な厳しい判定基準（上限値）を設けることができ、採用いただきました。
関連するアプリケーション
・設計段階での絶縁性能試験
・絶縁材料の長時間加速寿命試験

6

一般的な耐圧試験機

GROUNDモード

ストレー容量
上限値︓20μA

上限値︓20μA

下限値︓10μA

下限値︓3μA
0A（断線）

0A（断線）

STW-9000シリーズは1.1mA以下の試験であれば、1μA分解能で電流測定が可能なうえ、判定基準下限値を1μAから設定することが可能です。
DUTのみ流れる漏れ電流計測による高精度な判定が可能に。

安 全 規 格 試 験 器 S T W -9 0 0 0 シリーズ
製 品 導 入事例の紹介
スイープ機能を使用した高付加な試験エビデンス (STW-9900シリーズのみ）
一般的な耐電圧試験は、高い電圧をかけて決められた範囲内の漏れ電流であることを「PASS」もしくは「FAIL」のどちらかで判定するのみですが、STW-9000 シリーズのスイープモードでは実際に出力した電圧、漏れ電流の測定結果を 100ms サンプリング最大 19 秒まで保存することができます。これにより試作設計段階での絶縁試験データが、特別な計測器を使用することなく測定することができます。また、生データを PC に転送することで、生産品において高付加の試験エビデンスを残すことができます。
CSVファイル

USB/RS-232C/GP-IB
測定用PC

STW-9000シリーズ

試験終了後、本体でも時間と値を確認することができます。

DUT

導入事例
製造用装置システムの輸出にける規格試験エビデンス

安全規格試験におけるPASSだけでは採用理由ないエビデンスデータを保持。

安全規格試験の生データを取得できるスイープ機能は、量産品にはタクトタイムの関係上難しいですが、少量生産品や試験装置の輸出においては、高付加なエビデンスデータを保持できるため、採用いただきました。耐圧試験はもちろん、大型の生産装置ではアース導通試験も複数のポイントで試験を行う必要があり、一体型となっているSTW-9904のスイープ機能＋アース導通試験は非常に有効でした。
測定用PC

STW-9904

関連するアプリケーション

生産設備

・航空宇宙関連機器の安全規格試験
・量産品の生産ロット管理
・設計段階でのプリテスト

部分放電を検出するアーク検出機能
STW-9000 シリーズは、部分放電が発生したことを検出するアーク検出機能が搭載されています。これにより部分放電が発生したが、絶縁材料が変異してしまったことで結果 PASS した状態や、一般的な耐圧試験器の電流サンプリング速度では検出できずに平均化した電流値でPASS してしまう状態に「PASS」だけどアークが発生したことを示す「ARC」という検出結果を表示することができます。
電圧/電流
高電圧波形
FAIL判定ライン漏れ電流波形

時間

アーク検出機能の無い耐圧試験機は平均化された漏れ電流値でPASS/FAIL を判定してしまいます。
STW-9000 シリーズは 30μs 以下の瞬間的なアーク電流を検出し、平均化された電流値が PASS の場合でもアーク放電が確認された場合は、「ARC」と判定します。

導入事例
モーター生産試験時の不良検出
採用理由
モーターの相間の絶縁部にピンホール等の不良箇所があり、そこにアークが飛び絶縁部を熱で変性させてしまうことで、耐圧試験としてはPASSしてしまう状況があります。STW-9000シリーズではアーク検出したものを再試験するなどの生産工程変更をすることが低コストに構築できたため、採用いただきました。
関連するアプリケーション
・設計段階でのプリテスト

絶縁層導体導体

ピンホール等の絶縁不良
部分放電が発生したPASSをARCと判定し、再試験へ

耐圧試験のアークによって絶縁部が変性し、構造の弱いままPASSとなってしまう。
7定Specifications

格

AC耐電圧試験

STW-9800

STW-9900出力電圧範囲

AC 0.100kV～5.000kV

出力電圧分解能
出力電圧確度2V/step±(1% of setting + 5V） 無負荷時
200VA(5kV/40mA)
500VA(5kV/100mA)※1

最大定格出力最大定格電流10mA（0.1kV～0.5kV）

10mA（0.1kV～0.5kV）

40mA（0.5kV～5kV）

100mA（0.5kV～5kV）

出力電圧波形

正弦波,50Hz/60Hz切替

出力電圧変動率±(1% of setting + 5V）（全負荷→無負荷）

測定電圧確度測定電流範囲±(1% of reading + 5V）
0.001mA～100.0mA
0.001mA（0.001mA～0.999mA） 0.001mA（0.001mA～1.100mA）

測定電流分解能0.01mA（01.00mA～09.99mA）

0.01mA（01.11mA～11.00mA）

0.1mA（010.0mA～040.0mA）

0.1mA（011.1mA～100.0mA）

測定電流確度
判定方式
ランプ（上昇時間）±(1.5% of setting +30digit) HI SET<1.00mA ±(1.5% of setting +30digit) HI SET<1.11mA±(1.5% of setting +3digit) HI SET≧1.00mA
ウィンドウコンパレータ方式
部分放電（アーク︓ARC）検出0.1s～999.9s

試験時間※2

OFF、0.5s～999.9s

GROUNDモード

ON(RETURN）/OFF(GROUND)

絶縁抵抗（IR）試験※4±(1.5% of setting +3digit) HI SET≧1.11mA

DC耐電圧試験

STW-9800

STW-9900

出力電圧範囲DC 0.100kV～6.000kV

出力電圧分解能
出力電圧確度2V/step±(1% of setting + 5V） 無負荷時
50W（5kV/10mA）
100W（5kV/20mA）※1

最大定格出力最大定格電流2mA（0.1kV～0.5kV）

2mA（0.1kV～0.5kV）

10mA（0.5kV～6kV）

20mA（0.5kV～6kV）

電圧変動率±(1% of setting + 5V）（全負荷→無負荷）

測定電圧確度±(1% of reading + 5V）

測定電流範囲0.001mA～010.0mA
0.001mA～020.0mA
0.001mA（0.001mA～0.999mA） 0.001mA（0.001mA～1.100mA）

測定電流分解能0.01mA（01.00mA～09.99mA）

0.01mA（01.11mA～11.00mA）

0.1mA（010.0mA）

0.1mA（011.0mA～020.0mA）±(1.5% of setting +30digit) HI SET<1.00mA ±(1.5% of setting +30digit) HI SET<1.11mA

測定電流確度±(1.5% of setting +3digit) HI SET≧1.00mA
ウィンドウコンパレータ方式

判定方式±(1.5% of setting +3digit) HI SET≧1.11mA

部分放電（アーク︓ARC）検出

ランプ（上昇時間）

0.1s～999.9s

試験時間

OFF、0.5s～999.9s

GROUNDモード

ON(RETURN）/OFF(GROUND)

アース導通（GB）試験

出力電圧範囲DC 50V～1000V

出力電流範囲※1

AC 3.00A～32.00A

出力電圧分解能
出力電圧確度50V/step±(1% of setting + 5V） 無負荷時

出力電流分解能

0.01A±(1% of setting + 0.2A） 3A～8A

出力電流確度

1MΩ～9500MΩ
試験電圧
測定抵抗範囲(STW-9800)

50V～450V
500V～1000V
1MΩ～50GΩ
試験電圧

測定抵抗範囲(STW-9900)

50V～450V

測定範囲0.001～0.050GΩ
0.051～2.000GΩ
0.001～0.500GΩ
0.501～9.500GΩ

確度±(5% of reading + 1digit)±(10% of reading + 1digit)±(5% of reading + 1digit)±(10% of reading + 1digit)

測定範囲

確度

0.001～0.500GΩ ±(5% of reading + 1digit)
0.501～9.500GΩ ±(10% of reading + 1digit)

判定方式

0.001～0.500GΩ ±(5% of reading + 1digit)
500V～1000V 0.501～9.999GΩ ±(10% of reading + 1digit)
10.00～50.00GΩ ±(20% of reading + 1digit)
ウィンドウコンパレータ方式

ランプ（上昇時間）
試験時間※2GROUNDモード

0.1s～999.9s
OFF、1s～999.9s
OFF(GROUND︓固定）±(1% of setting + 0.05A） 8A～32A

試験電圧

AC 6Vmax (開放）試験電圧周波数
測定抵抗範囲50Hz/60Hz切替
0.1mΩ～650.0mΩ（出力電流に従う）

測定抵抗分解能0.1mΩ

測定抵抗確度判定方式
試験時間±(1% of reading + 2mΩ）
ウィンドウコンパレータ方式
0.5s～999.9s

試験方法
GROUNDモード

4端子
OFF(GROUND︓固定）※１︓出力に対する時間制限

STW-9800 出力電流
AC
DC

休止時間

出力時間30mA≦I≦40mA

出力時間以上約240秒以下

0.001mA≦I＜30mA
0.001mA≦I≦10mA

不必要
不必要

連続出力可能連続出力可能STW-9900 出力電流
共通AC

単独試験モード

単独メモリ︓100メモリ

自動試験モード自動メモリ︓100ブロック
背面︓SIGNAL I/O、USB、RS-232C、GP-IB（オプション）

インタフェース
ディスプレイ
入力電源
消費電力
最大寸法(W×H×D mm)
突起物含む
質量

前面︓リモート端子
240×64ドットマトリクス液晶画面
AC 100V/120V/220V/230V ±10％、50Hz/60Hz
1000VA

DC
GB

休止時間

出力時間

80mA≦I≦100mA

出力時間以上約240秒以下

0.001mA≦I＜80mA
0.001mA≦I≦20mA

不必要
不必要

連続出力可能連続出力可能15A＜I≦32A

出力時間以上999.9s

不必要

999.9s3A≦I≦15A
注意︓出力時間＝Ramp時間+試験時間

322×148×452（STW-9801/9802/9803）
322×148×482（STW-9901/9902/9903）, 322×148×594（STW-9904）
19kg（STW-9801/9802/9803）
24kg（STW-9901/9902/9903）, 27kg（STW-9904）

ht t p : // ww w. d a i i c h i - ka ga ku . c o . jp /本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-61662017.10.17 JSTW9917101(TTCWEB) Printed in Japan