フレキシブルレンジ直流安定化電源
PSF-H シリーズカタログ

Regulated DC Power Supplies

フレキシブル直流安定化電源

PSF-H Seriesフレキシブルレンジ直流安定化電源

PSF - H Series 概要

PSF-Hシリーズは定格電力内で広範囲の電圧・電流設定が可能なスイッチング方式のフレキシブルレンジ直流安定電源です。電圧可変範囲は0〜800Vで定格電力400WタイプのPSF-400Hと、800WタイプのPSF-800Hの2機種をラインナップしました。
ハイブリッド車や電気自動車の電装部品や太陽光発電システムなどに用いられる高耐圧のコンデンサやリレーといった電子部品の評価試験用に、あるいは高電圧のLED照明機器の電源などに最適です。
用途☆EV/HEV用リチウムイオン電池☆LED照明、LEDバックライトテレビ☆車載DC/DCコンバータ☆高圧コンデンサ、リレー

PSF-400H

PSF-800H

800V /3A /400W

価格型 名
PSF-400H
PSF-800H

出 力
800V /3A /400W
800V /6A /800W

出力数11☆太陽光発電パワーコンディショナー
☆パワー半導体

800V /6A /800W

オプション

IF-60GP GP-IBコントロールボード

価 格（円）
180,000
295,000¥29,800

IF-60RU RS-232C／USBコントロールボード ¥24,800
OP-22P パラレル接続信号ケーブル¥2,500

JK-10ジョイントキット¥5,500HK-10取手セット¥2,500■特長
高電圧0V〜800V可変

ハイブリッド車や電気自動車の電装部品や太陽光発電システムなどに用いられる高耐圧のコンデンサやリレーといった電子部品の評価試験用に、あるいは高電圧のLED照明機器の電源などに最適です。

電圧・電流可変領域はフレキシブルに6倍変化

PSF-800H の場合、最大電圧 800V、最大電流 6A までを定格電力 800W の範囲内でレンジの切り替えをすることなくフレキシブルに出力することができる為、例えば 800V/1A、640V/1.25A、500V/1.6A、400V/2A、200V/4A、160V/5A、133.3V/6A など複数台分の直流電源の出力範囲を 1 台でカバーすることができます。

800V

出力電力ライン

400V

200V
133V

PSF-800H 1A

2A

3A

4A

5A

6A

PSF-400H 0.5A 1A 1.5A 2A 2.5A 3A

90度回転可能な丸型パネル操作部

フロントパネルの操作部は丸型で90度回転しますので、作業環境に応じて横置き縦置きどちらでも操作性を損なうことなく使用できます。

定電力（CP）動作

定電圧（CV）動作と定電流（CC）動作に加えて定電力（CP）動作ができますので、任意の電力を供給する場合や、負荷側に過大な電力が印加されるのを防止するリミット機能としても使用できます。
電圧最大設定電力PSF-400H : 400W
PSF-800H : 800W

最小設定電力（10W）
定電力制御範囲

ハーフラックサイズで奥行き290mmの小型筐体

PSF-400H、PSF-800H 共にハーフラック幅（横置き時）で奥行きは 290mm の小型筐体の為、ベンチトップなどでも作業スペースを確保できます。

マスター・スレーブ並列動作

PSF-400H は 800W まで、PSF-800H は 1600Wまでの容量拡張が可能です。
（同一機種 2 台まで）

OUTPUT OFFタイマー機能

任意に設定された時間が経過すると自動的に出力をOFF します。時間は 10 分単位で最大 99 時間 50 分まで設定可能で、残り時間が 5 分以下になると機能LED が点滅しお知らせします。

プリセット機能

シーケンス機能

別売オプションのコントロールボード（IF-60GP、IF-60RU）
を経由してコンピュータから最大 100 ステップのシーケンスプログラムを登録できます。登録されたシーケンスプログラムは電源単体でのパネル操作またはコンピュータ操作により実行できます。
シーケンス作成用アプリケーションはホームページよりダウンロードできます。
開始

電流0

終了

継続
プログラム内容

3点のプリセットメモリに電圧・電流・電力の設定値の記憶と呼び出しが出来ます。

リモートセンシング機能

負荷までの接続線材などの抵抗による電圧降下分を補正します。

外部アナログコントロール機能

外部電圧、外部抵抗による出力電圧、電流のコントロー
ルや外部接点信号での OUTPUT ON/OFF 制御が可能です。

電圧・電流モニター出力

ステップ番号20

サイクル番号

211

22 202122 2022122

出力電圧および電流のモニター出力端子を装備しています。

3

電流モニタ
0V〜10V〈シーケンス動作例：ステップ番号20番から開始して22番までのステップを3回繰り返す場合〉

電圧モニタ
0V〜10V

別売オプションのデジタルインタフェースボード

デジタルインタフェースは IF-60GP（GP-IB コント
ロールボード）と IF-60RU（RS-232C/USB コント
ロールボード）を別売オプションとしてご用意しており電源本体にスロットインする構造ですので自動検査装置などのシステムへもスマートに組み込みできます。

IO
EO

保護機能

過電圧、過電流、加熱保護（OVP、OCP、OHP）の各種プ
ロテクトとアラーム出力を装備しており安全にお使い頂けます。

力率改善、ワールドワイド入力

GP-IB コントロールボード

IF-60GP
税抜￥29,800

RS-232C/USB コントロールボード

IF-60RU
税抜￥24,800

力率改善回路を搭載し定格出力時の力率は0.99です。
入力電源はAC100V〜240Vのワールドワイド対応となっています。

定格
PSF-400H

出力定格定格出力電圧PSF-800H
800.0V

設定確度

0.1%setting ± 2digit (23°C ± 5°C)

表示確度
定格出力電流※ 1
設定確度
分解能

0.2%reading ± 2digit (23°C ± 5°C)
3.00A
6.00A

分解能

100mV

0.2%setting ± 2digit (23°C ± 5°C)
10mA

表示確度

0.3%reading ± 2digit (23°C ± 5°C)

設定確度
分解能± 10W ただし、出力電圧が定格電圧の 1% 以上の時10W定格出力電力※ 2400W

表示確度

800W

0.5%reading ± Vout × 40mA (23°C ± 5°C)

入力定格

入力電圧消費電力※ 3※4力率突入電流
定電圧特性
電源変動※ 5負荷変動※ 6

単相 AC100V 〜 240V 周波数 : 50Hz/60Hz560VA
1120VA
0.9935Amax.

定格電圧の 0.01% ± 20mV

リップルノイズ (p-p)※7リップルノイズ (rms)※8定格電圧の 0.01% ± 30mV
250mV300mV

ただし、出力電圧が定格電圧の 1% 以上の時
20mV

(2A 以下の電流のとき )35mV(2A を超える電流のとき )過渡応答 (typ) ※ 9
立ち上がり時間 (typ) ※ 10
立ち下がり時間 (typ) ※ 11
温度係数 (typ) ※ 1270Amax.

25mV(2A 以下の電流のとき )40mV(2A を超える電流のとき )ただし、出力電圧が定格電圧の 1% 以上の時
7ms
200ms( 定格負荷 ) 200ms( 無負荷 )500ms( 定格負荷 ) 1000ms( 無負荷 )± 100ppm/°C(30 分のウォームアップ後 )定電流特性
電源変動※ 5負荷変動※ 13リップルノイズ (rms)
温度係数 (typ) ※ 12

定電力特性
電源変動※ 5

PSF-400H

定格電流の 0.05% ± 10mA
定格電流の 0.05% ± 15mA15mA

絶縁耐圧
絶縁抵抗

外形寸法 ( 突起含まず )質量20mA± 200ppm/°C(30 分のウォームアップ後 )0.5% ± 10W

その他
冷却方法

対接地電圧

PSF-800H

ファンモータによる強制空冷± DC1000V

入力電源端子 - 筐体間 : AC1500V

1 分間

入力電源端子 - 出力端子間 : DC3200V 1 分間
入力電源端子 - 筐体間 : DC500V 30M Ω以上
入力電源端子 - 出力端子間 : DC1000V
出力端子 - 筐体間 : DC1000V

30M Ω以上
30M Ω以上

124(H)mm × 210(W)mm × 290mm(D)約 5kg
約 6kg※1: 前面出力端子の最大出力電流は3A(400H)、または6A(800H)です。

※2: 定電圧状態(CV)や定電流状態(CC)から定電力状態(CP)へ切替えるとき、およびその逆のときには、オーバーシュート・リンギングなどが発生する場合があります。

※3, 4: 定格出力電圧、入力電圧AC100Vにて※5: AC100Vから240V間で電源電圧を±10%変化させたときの変動値。

※6: 定格出力電圧に設定して、負荷を定格負荷から無負荷(オープン)に変化させたときの変動値。
※7: 測定周波数は20MHzまで。

※8: 測定周波数は300kHzまで。

※9: 定格出力電圧に設定して、出力電流を最大出力電流の50%から100%に変動させた時に、出力電圧が定格出力電圧の0.1%＋10mV以内に復帰するまでの応答時間。

※10: 固定負荷での値。出力電圧が定格出力電圧の10%から90%に立ち上がるまでの時間。
※11: 固定負荷での値。出力電圧が定格出力電圧の90%から10%に立ち下がるまでの時間。
※12: 30分のウォームアップ後の値(外部コントロール時は除く)。

※13: 定格出力電流に設定して、負荷を定格負荷から無負荷(ショート)に変更させた時の変動値。

外観図

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-61662017.07.19 JPSFH1707K (TTC000) Printed in Japan.