部品の特性をスマートに測定。

Handler

LCR-8200 シリーズ
広帯域LCRメータ
DC,10Hz-1MHz
DC,10Hz-5MHz
DC,10Hz-10MHz

LCR-8201
LCR-8205
LCR-8210\950,000\1,350,000

LCR-8220
DC,10Hz-30MHz LCR-8230

DC,10Hz-20MHz\1,550,000特長● 周波数レンジ︓10Hz~30MHz/20MHz/10MHz/5MHz/1MHz● 7インチカラー液晶ディスプレイ
● 基本確度︓0.08%● 17項目の測定パラメータから4項目の測定結果を同時表示可能● 最大15ステップの測定条件リストによるリスト測定● 2つのパラメータ特性グラフを同時表示、周波数/電圧/電流の3種類のスイープ● 内部DCバイアス︓±12V● USBメモリにデータ保存可能● 自動レベル制御機能● 標準インタフェース︓USBホスト/デバイス、GPIB、LAN、RS-232C、ハンドラ● ワールドワイド電源入力\2,080,000\2,400,000

広帯域 LCR メータ LCR-8200 シリーズは、測定周波数範囲が、10Hz~1MHz/5MHz/10MHz/20MHz/30MHz の 5 モデルをラインナップ。
お客様のニーズに合わせた選択が可能です。
大型 7 インチカラーディスプレイを採用し、0.08% の高い測定精度を提供します。
測定結果は、選択した測定モードに応じて数値またはグラフで表示できるので、デバイスの特性評価に最適です。
インタフェースは USB デバイス、GPIB、LAN、RS-232C、ハンドラを標準で装備しています。
グラフモードでも USB メモリにデータを保存でき、特性曲線および数値データは後で解析が可能です。
LCR-8200 の多様な機能により、開発、技術、生産における受動部品のテストに容易に対応できます。
パネル説明
USB

RS-232LAN GPIB Handler

3254

16

1.USB ホスト（USB メモリ用）

7

2.7 インチカラー液晶ディスプレイ

8

3.Function キー
4. 矢印キー
5. テンキー

9

6. キーロック
7.DCBIAS キー
8. トリガキー
9. テストターミナル

1011

10. ハンドラ I/O ポート

12

11.RS-232Ｃポート
12.GPIB ポート13 14

13. トリガ入力（Φ3.5 ミニジャック）15

14.USB デバイス
15.LAN ポート

A

多様な測定結果表示

B

判定基準を個々に設定可能

LCR-8200 は、測定パラメータを任意に選択表示が可能です。

選択された各測定パラメータは絶対値、許容値 ( 基準値との差 )、ユーザーは測定に応じて、17 の測定パラメータから最大 4 つ許容割合 ( 基準値との差の比率 ) に関して、個々に比較、判定がのパラメータを選択可能で、表示順も任意に配置できます。

できます。警告音の他に、測定パラメータの判定結果は異なる色で表示されます。赤色はリミットを超えていることを、緑色はリミット内であることを示し、騒音の多い環境下でもスムーズに比較、判定ができます。

CD

リスト測定

２パラメータ同時スイープ

15 ステップのリスト測定モードは特定の周波数または電圧におけ2 つの測定パラメータを同時にスイープできます。スイープ種類る測定値が可能です。各ステップの測定結果は個々に比較 / 判定( 周波数 /Vac/Iac)、スイープスケール（LOG/LINEAR)、スイーができます。トリガーモードを「AUTO」に設定すると、測定画面プ速度、内部バイアス付加等の設定もできます。スイープが完了すに「WAIT ON」と表示され、テストリードの接続状態を検出しまると自動的に最適な表示が得られ、カーソルによる測定値の読み取す。DUT が接続されると、自動的に測定が開始されます。

りが可能です。前面パネルの USB ポートに装着した USB メモリにスイープ表示画面と測定値を保存できます。

EF

BIN 判定機能 ( 測定結果の分類 )豊富な標準インタフェース

各測定パラメータに対する BIN 数は最大 9 まで設定できます。

USB デバイス、GPIB、LAN、RS-232C の豊富な PC 用インタフェ

個々の分類の判定基準は BIN 手法 (EQUAL/SEQUENTIAL/TOLE-ースを標準で装備しています。さらに、ハンドラインタフェースもRANCE/RANDOM) および判定基準 ( 絶対値、許容値、許容割合）装備していますので、PLC による外部コントロールやソーターとのから選択できます。この分類の結果はハンドラインタフェースを統合測定システムも可能です。

介しても取得できますので、ソーターなどの外部機器に直接接続すれば、すぐに部品の仕分けができます。

ラインナップLCR-8230
LCR-8220
LCR-8210
LCR-8205
LCR-8201

付属品
安全ガイド × 1、 CD × 1 ( 取扱説明書 )電源コード × 1、テストリード (LCR-06B)

DC、10Hz ~ 30MHz
DC、10Hz ~ 20MHz
DC、10Hz ~ 10MHz
DC、10Hz ~ 5MHz
DC、10Hz ~ 1MHz

オプション

LCR-05A

LCR-06B

LCR-07

LCR-08

LCR-10A

Axial/Radial lead 兼用
4 端子テストフィクスチャ (DC ~ 30MHz)

4 線式ケルビンクリップ
テストリード (DC ~ 1MHz)

2 線式ワニロクリップ
テストリード (DC ~ 1MHz)

SMD 4 端子ピンセット型テストリード (DC ~ 1MHz)

端面電極部品用
テストフィクスチャ(DC ~ 30MHz、標準ロードキット付き )LCR-12

LCR-15A

LCR-DB1GTL-246

4 線式ケルビンクリップ
テストリード (DC ~ 10MHz)

チップ部品テストフィクスチャ
(DC ~ 30MHz、標準ロードキット付き )DC 電圧バイアスボックス(~2MHz、±200V)

USB ケーブル

GTL-234

CB-2420P
GPIB ケーブル

RS-232C ケーブル

製品仕様
LCR-8230

型名LCR-8220

LCR-8210

LCR-8205

LCR-8201

測定周波数範囲
DC、 10Hz ~ 30MHz

DC、 10Hz ~ 20MHz DC、 10Hz ~ 10MHz

DC、 10Hz ~ 5MHz

DC、 10Hz ~ 1MHz

6 桁、 ±0.0007%

6 桁、 ±0.0007%

6 桁、 ±0.0007%

6 桁、 ±0.0007%

6 桁、 ±0.0007%

出力インピーダンス25Ω / 100Ω 選択可能
基本確度
±0.08%
テストスピード
Freq/Vac/Iac/DC Bias/Comp/BIN
MAX：2.5ms(>10kHz)、 FAST：50ms(>20Hz)、 MEDIUM：100ms
SLOW：300ms、 SLOW2：600ms
テスト信号レベル
AC 電圧 10mV ~ 2Vrms (FREQ. ≦1MHz)、 10mV ~ 1Vrms (FREQ. > 1MHz or FREQ. ≦1MHz and RO=25Ω)AC 電流 100μA ~ 20mArms (RO=100Ω)、 200μA ~ 40mArms (RO=25Ω)DCR 電圧 1Vdc (40mA max.)
測定パラメータ
最大４つのパラメータを測定/同時表示可能
PASS, FAIL and OK, NG or BIN 1-9
Inductance (Ls / Lp)、Capacitance (Cs / Cp)、AC Resistance (Rs / Rp)、Quality Factor (Q)、
Dissipation Factor (D)、Impedance (Z)、Resistance (Ｒ)、Reactance (X)、Admittance (Y)、Conductance (G)、Susceptance (B)、Phase Angle (θd / θr)、DC Resistance (Rdc)
リスト測定リストステップ数 15
Vac, Iac, Vdc, Idc
設定項目 Freq / Vac/Iac / DC Bias / Comp / BIN
Value, Δ, Δ%
トリガー AUTO、 REPEAT、 SINGLE
スイープ測定グラフ 2 種類のパラメータ特性グラフ表示が可能
スイープ項目 Freq / Vac / Iac、 Keep Trace
その他機能
自動レベル制御(ALC) 標準
DCバイアス 0 ~ ±12V
ハンドラ PASS、 FAIL and OK、 NG or BIN 1-9
その他特長
補正 Open / Short / HF Load / Load
V/Iモニター Vac、 Iac、 Vdc、 Idc
コンパレータ Value、 Δ、 Δ%
ブザー機能 OFF、 Pass、 Fail平均 1 to 64

ディスプレイ

７インチカラー液晶

インタフェース

USB/GPIB/LAN/RS-232C/ ハンドラ /USB ホスト (USB メモリ用 )電源
寸法・質量(800x480)

AC 100V~240V、 50/60Hz、 消費電力：65VA (max.)

346 (W) ×145 (H) × 335 (D) mm、 約3.3kg

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/
本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166

2021.05.06 JLCR822105N (TTCWEB) Printed in Japan