室内形センサ

DSW

温度
CO2 濃度

湿度

温湿度
CO 濃度

■センサの種類
対 象
温度

測定範囲
0～50

出 力
100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
4～20 mA DC (2 線)
4～20 mA DC (4 線)
湿度5～90 %RH
4～20 mA DC (2 線)
4～20 mA DC (4 線)
0～1 V DC (4 線)
温度: 100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
温度0～50
湿度: 0～1 V DC (4 線)
湿度5～90 %RH
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (2 線)
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 4～20 mA DC (4 線)
温度: 4～20 mA DC (2 線)
湿度: 0～1 V DC (4 線)CO
0～250 ppm4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
CO20～2000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC
0～5000 ppm
4～20 mA DC
0～20 mA DC
1～5 V DC
0～5 V DC
0～1 V DC(*): 防湿処理無しの場合[0]，防湿処理ありの場合[1]になります。

線 色
赤白白
赤白
赤白茶黒
橙黄橙黄茶黒
橙黄茶黒
赤白白
橙黄茶黒
赤白
橙黄
赤白
橙黄茶黒
赤白
橙黄茶黒
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白
赤白

形 名
DSW-100-TR
DSW-100-TA
DSW-100-TA W4
DSW-100-H
DSW-100-H W4
DSW-100-HV W4
DSW-100-TRHV W4

電源電圧無し24 V DC±10 %24 V DC±10 %24 V DC±10 %DSW-100-TAH
DSW-100-TAH W4
DSW-100-TAHV W4
DSW-200-CO-1 (*)
DSW-200-CO-2 (*)
DSW-200-CO-3 (*)
DSW-200-CO-4 (*)
DSW-200-CO-5 (*)
DSW-200-CO2-11 (*)
DSW-200-CO2-12 (*)
DSW-200-CO2-13 (*)
DSW-200-CO2-14 (*)
DSW-200-CO2-15 (*)
DSW-200-CO2-21 (*)
DSW-200-CO2-22 (*)
DSW-200-CO2-23 (*)
DSW-200-CO2-24 (*)
DSW-200-CO2-25 (*)

24 V DC±10 %24 V DC±10 %■仕 様出 力

消費電力

素子の種類
測定方法
性 能外形寸法
質 量取付方式
使用環境

保存環境

100 Ω / 0 (Pt100) 3 線式
4～20 mA DC (0～50 に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
湿度
4～20 mA DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
0～1 V DC (0～100 %RH に対してリニア) 最大許容負荷: 500 Ω 以下
CO，CO24～20 mA DC, 0～20 mA DC 最大許容負荷: 550 Ω 以下
1～5 V DC, 0～5 V DC 最大許容負荷: 5 kΩ 以上
0～1 V DC 最大許容負荷: 1 kΩ 以上
温度, 湿度 2 線式: 約 550 mW(4～20 mA DC 出力)，4 線式: 約 3 W[100 Ω / 0 (Pt100)出力] 約 4 W(4～20 mA DC 出力)
CO
約2WCO2約3W
温度
測温抵抗体 100 Ω / 0 (Pt100) (IEC 60751 級)
湿度
静電容量変化型
CO
電気化学式
CO2
非分散型赤外線分析法(NDIR)
精 度
応答特性
温度
100 Ω / 0 (Pt100)出力: ±(0.1＋0.0017|t|)
1 分以内 63 %応答(1.5 m/s の風速の場
4～20 mA DC 出力: ±0.5合)
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ
時間 60 分において。この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。
湿度±5 %RH(at 5～45 ) 5～45 範囲外の場合，最大±8%RH
約 20 秒[30⇔85 %RH を 100 %とした時
入力電源電圧 24 V，負荷抵抗 250 Ω，風速 0.15m/s，ウォームアップ の 90 %到達時間。ただし，エアフロー
時間 60 分において。この条件と異なる場合は出力精度に影響が出ます。 5 l/min(0.16 m/s)] (防水フィルタ実装済み)
CO±5 ppm 以内(0～100 ppm) (標準ガス校正時)
120 秒以内±20 ppm 以内(100～250 ppm) (標準ガス校正時)
ウォームアップ時間 60 秒(ウォームアップ中は，出力下限値を出力)
初期安定時間 10 分
CO2±(50 ppm+測定値の 3 %)。ただし，300 ppm 以下は±100 ppm
120 秒以内
ウォームアップ時間 30 分
W90×H90×D32 mm (リード線を除く)
温度, 湿度 約 90 g
CO, CO2
約 100 g
ボックスカバー(JIS C8340: 1999 アウトレットボックス用取付寸法 66.7 mm)への取付
温度
温度: 0～50 ，湿度: 5～95 %RH(結露不可)
湿度
温度: 0～50 ，湿度: 5～90 %RH(結露不可)
CO
温度: -10～50 ，湿度: 10～95 %RH(結露不可)
CO2
温度: 0～50 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 結露の生じる環境では使用しないでください。
塩素系，硫化系の気体が生じる環境では使用しないでください。湿度センサの薄膜が劣化します。
温度
温度: -20～60 ，湿度: 5～95 %RH(結露不可)
湿度
温度: -20～60 ，湿度: 5～90 %RH(結露不可)
温度

CO

温度: -10～50 ，湿度: 10～95 %RH(結露不可)[注 意] 長時間零下の低温，40 以上の高温に露出されると，センサ測定値に影響を及ぼします。
電源を印加していない状態で，高湿度(90 %以上)で長期間保管するとセンサが劣化します。
酸素がない状態(窒素のみある場合)で放置すると，センサ値に誤差が生じます。
CO2
温度: -30～70 ，湿度: 0～95 %RH(結露不可)[注 意] 本器取り扱い時(保管および設置時)，Cavity(ゴールド部分)に持続的圧力や衝撃が加わらないようにしてください。
長時間零下の低温，40 以上の高温に露出されると，センサ測定値に影響を及ぼします。
電源を印加していない状態で，高湿度(90 %以上)で長期間保管すると，Cavity 内部の湿気が除去されるまで，初期測定値が若干高くなることがあります。
本体取付ねじ: M3×4 (4 本)，アテ板，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本，スプリングワッシャ 2 個)，取扱説明書 1 部

保存環境

付属品

■結 線
リード線: 300 mm，断面積 0.5 mm2
リード線の色: 白(WHT)，赤(RED)，黒(BLK)，茶(BRW)，黄(YLW)，橙(ORG)
DSW-100-TR

DSW-100-TA

DSW-100-TR

A

WHT

WHT

DSW-100-TA

温度受信計器

B

直流電源+

B

WHT

RED

DSW-100-TA W4-

温度受信計器+-RED

DSW-100-H

DSW-100-TA W4

直流電源+

-

温度受信計器+DSW-100-H

直流電源

-+-

湿度受信計器

+-BRW
BLK
WHT

YLW

RED

DSW-100-H W4, DSW-100-HV W4

DSW-100-H W4
DSW-100-HV W4

ORG

DSW-100-TRHV W4

直流電源

湿度受信計器DSW-100-TRHV W4

直流電源

湿度受信計器

BRW

+BRW

-+-+

BLK
YLW

ORG

WHT

WHT

-+-

BLK
YLW

ORG

RED

温度受信計器A

B

B

DSW-100-TAH

DSW-100-TAH W4, DSW-100-TAHV W4

DSW-100-TAH

直流電源

+-

DSW-100-TAH W4
DSW-100-TAHV W4

温度受信計器+-直流電源+

温度受信計器

+--

BRW

YLW

ORG

WHT

直流電源

RED+-

BLK

湿度受信計器

+YLW

ORG

WHT

湿度受信計器RED+-

DSW-200-CO--

DSW-200-CO2-DSW-200-CO

直流電源+-

CO 受信計器+DSW-200-CO2-

直流電源+-

CO2 受信計器
+-BRW
BLK
WHT

RED

BLK

BRWRED

WHT■外形寸法図(単位: mm)

本社

大阪営業所

東京営業所
名古屋営業所〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-4571
FAX: (072)727-2993[URL] http://www.shinko-technos.co.jp〒562-0035 大阪府箕面市船場東 2 丁目 5 番 1 号
TEL: (072)727-3991
FAX: (072)727-2991[E-mail] sales@shinko-technos.co.jp〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 6 番 11 号 1201
TEL: (03)5117-2021
FAX: (03)5117-2022〒461-0017 愛知県名古屋市東区東外堀町 3 番
CS 東外堀ビル 402 号室
TEL: (052)957-2561
FAX: (052)957-2562

神奈川

TEL: (045)361-8270

北陸

TEL: (076)479-2410

FAX: (045)361-8271
FAX: (076)479-2411

広島

TEL: (082)231-7060

FAX: (082)234-4334

福岡

TEL: (0942)77-0403

FAX: (0942)77-3446

201909 J07