キセノン耐候性試験機

We make testing simple.

Q-SUNを使用する理由

耐候性試験とは太陽光･熱･水分によって製品に毎年多額の損失が発生しています。ひび割れ･変形･曇り･退色･黄化は屋内屋外を問わず発生するからです。Q-SUN®キセノン耐候性試験機を用いてフルスペクトラム日射光･温度･水分により引き起されるダメージを再現することができま

コストパフォーマンスのためのシンプルさ

使い勝手がシンプルであること

メンテナンスがシンプルであること

Q-SUNキセノン耐候性試験機は業界におQ-SUNキセノン耐候性試験器は設置･プ

どんなに高度な技術を誇る製品であってける最小の総保有コスト(TCO)を実現す

ログラミング･操作が簡単です。試料のも、難解で保全･補修が難しいものでるための具体的な設計がされています。

取付と評価は腰の高さにある開閉がし易あってはならないと我々は考えていま

低価格の本体とランプ、運用コスト低減

い扉により簡単に行えます。全てのモデす。特殊な機能や不要な機能の追加によにより耐光性試験の新たな基準を築き上ルが試験機の前で監視することなく、24り試験機の設計が複雑になる事を避け、げました。現在では小規模の試験室にお時間×7日の完全な自動化された稼働がよりシンプルにすることに技術的な努力いてもキセノン耐候性試験機を使う事が可能です。試験中に発生する問題は確実を費やしました。例えばモ

一般的となっています。に警告メッセージとして伝えます。

ジュール式のサブシステム構成、容易なトラブルシューティング、容易な部品交す。Q-SUN試験機は通常何ヶ月あるいは何年換です。これらによって通常のメンテナもかけて引き起されるダメージをわずか数日ンスや修理がとても簡単になり、専門技あるいは数週間で再現します。

(必要であれば技術者の派遣はいたしま術者が不要になりましたす)。

キセノン耐候性試験機

試験標準への適合

Q-SUNキセノン耐候性試験機は、直射日3つの基本モデルがあらゆる試験室におQ-SUN試験機は数十もの業種やアプリ

全てのQ-SUNモデルは、ほぼ全ての国際

光･窓からの日射･室内照明にさらされるけるキセノン試験機への要求に応えま
す: 卓上型 Q-SUN Xe-1, 回転式ラック型

ケーションに関わる世界中の数多くの企標準やOEM試験標準の承認を受けていま

Q-SUN Xe-2，大容量型Q-SUN Xe-3。

業において、新材料の選択、既存材料の品質管理に用いられる機器です。いくつ

改善、製品耐久性に影響する配合変更のす。これには僅かな例として ISO, ASTM,SAE, AATCC, IEC, GM, VWなどにおける耐かのモデルとオプションを組合わせてテスト要求に適合するQ-SUN試験機として全モデルともフル機能の耐候性･耐光性･ための評価などに使われています。

光性試験や光安定性も含んでいます。

カスタマイズしていただけます。

工業規格に適合しています。

材料を試験するための究極の研究開発と光安定性の試験が可能で、全ての主要な全てのQ-SUN試験機はメモリーにプリロードされたご希望の試験規格を用いて様々な検査試験を行うことができます。12サイクルまでメモリーに保存することが可能です。

あなたの製品は屋外使用に耐えられますか？ いつ試験が出来るか決めるべきです2

www.q-lab.com

Q-SUNの全ての機能はシンプルであることを念頭に設計されています

www.q-lab.com

3

Q-SUNの各モデル
フラットトレイ式

回転ラック式

Q-SUN Xe-1

Q-SUN Xe-3

Q-SUN Xe-2

Xe-1モデルは、1本のキセノンランプを

Xe-3モデルは、これまでにない価格に

Xe-2モデルは、大容量の回転式ラックを装備しています。試験材料に特有の幾つかの装備する多機能で経済性の高い卓上型試よる大型･フル装備の試験機です。大容験機です。限られた予算あるいは試験の頻度が高くないお客様にとって、この小量の試料に対応するために3本のキセノ試験規格に適合する試験機としてご購入いただいています。本機は31個の試料 (1個が46 mm × 122 mm) を取付けることができます。空冷式キセノンアークランプによ規模の試験機は最適な選択と言えます。
引き出し式の試料トレーのサイズは251mm × 457 mmです。設置は簡単でXe-1ンランプを装備しています。試料トレーのサイズは451 × 718 mmで、Xe-1 のトり水冷ランプよりも経済性が高く、高効率でメンテナンスは最小限で済みます。多機レーの約3倍です。より大きな物や立体に使い易い試験機と言えます。

能なこのモデルは回転式ラックを装備し、極めてシンプルで、高い信頼度を誇る非常部品などの試験に役立ちます。

から部屋へ直接排気が可能です。
Xe-2モデルの回転式ラック
4

www.q-lab.com

www.q-lab.com

5

主な特長
1

1

シンプルなユーザー
インターフェース

ユーザーインターフェースは優れた機能性･信頼性･使い勝手が設計されています。コントローラーによる完全な自己診断エラーチェックやプログラムは日本語を含む8カ国語に対応します。
詳細は12ページ参照

2

AUTOCAL
校正

3

Q-Labの取得済み特許である

キセノンアークランプは紫外光･可視光･AUTOCAL 技術によりユーザの手で試赤外線を含む太陽光の全波長を最も忠実

験機の放射照度センサー校正を迅速かに再現します。ランプは空冷式のため寿命が長く運用コストを削減できます。

®

つ確実に実行することができます。ハンドヘルド形のユニバーサル校正器の2

フル･スペクトラム
キセノンランプ

3

詳細は8ページ参照

UC20スマートセンサーは年に1回の安4

価な再校正が必要です。

5

詳細は13ページ参照

64

長寿命
光学フィルター

5

プログラム可能な
水スプレー

6

SOLAR EYE
照度制御

様々な環境条件を再現させる光学フィ

屋外における水分侵入の再現は全てのSOLAR EYE® 放射照度制御システムはルターの選択が可能です。他社のシス

Q-SUN モデ ルにオプション設定可能

精密な光暴露の保証と試験結果の再現

テムとは異なりQ-SUN の光学フィルな純水スプレーを使用します。スプ性を最大化させるためにランプ出力をターは通常使用において、永久に使いレーはダークサイクル、照射サイクル常時モニターしながら制御します。

続けることができます。のいずれかのサイクルにおいて設定が詳細は9ページを参照

詳細は9ページ参照

可能です。

789詳細は10ページ参照

7

精密温度制御8多様な試料設置

9

相対湿度制御全てのQ-SUNモデルがブラックパネル

Xe-1とXe-3モデルのフラット試料取

Xe-2とXe-3モデルは相対湿度の精密センサー(非断熱)あるいはブラック標付トレーは、異なる形状･異なるサイ制御機能を備えており、繊維･紙･イン準センサー(断熱)により試料温度を制御します。 Xe-2とXe-3モデルではズ･立体的な試料の取付けが可能です。Xe-2モデルは通常平らな試料をクなどの屋内材料の試験に頻繁に使わチャンバー内の温度も同時に制御可能取付けます。

詳細は10ページを参照です。

詳細は12ページ参照

詳細は11ページ参照

6

www.q-lab.com

れます。

Q-SUN試験機は不要な機能を搭載していませんーお客様が必要な機能のみを搭載しています

www.q-lab.com

7

日射の再現
ロングライフ光学フィルター

Q-SUN試験機のキセノンアークランプは紫外光･可視光･赤外放射を含むフルスペクトラムそれぞれのアプリケーションに適したスペクトラム照射を行うために、キセノン日射光を最も忠実に再現する事ができます。

ライトに適切なフィルターを使用するこ

多くの材料にとってフルスペクトラム日射光とが欠かせません。スペクトルの違いはへの暴露は正確な日射再現のために必要であす。3種類の光学フィルタを用意してお劣化の速度や種類として影響を与えまり、様々な模擬環境の再現をすることがり、特に変色や耐光性の試験に重要と言えまできます。アプリケーションあるいはテスト方法に使用すべきフィルターが指定す。

デイライトフィルター
デイライトフィルタは直射日光の再現に用いられます。ほとんどのアプリケーションにおいて屋外自然環境にさらした状態との良好な相関が得られます。通常屋外で使われる屋根材や外装コーティング材はデイライトフィルターにより試験する必要があります。Daylight-F, Daylight-Q, Daylight-B/Bの3種類のフィルターを用意しています。

されています。
光学フィルタは非常に耐久性が高く通常の使用では必要なスペクトラムをいつまでも維持することができます。

フルスペクトラム･キセノンランプ

高照度による試験

Xe-1とXe-3モデルのフィルタは特殊配合の一枚ガラスで、 Xe-2モデルの光学ランタンは、円筒状のホウケイ酸塩ガラスあQ-SUN試験機は運用とメンテナンスにかかる費用の大幅削減のために、空冷式キセ数々の国際的な試験規格が高い放射照ノンアークランプを使用しています。ほとんどのQ-SUNランプ寿命は通常の放射照度による試験を要求し、規格に基づく度において3,000時間を保証し、高い放射照度においては1,000時間となります。Xe-1とXe-2モデルはランプをそれぞれ1本使用し、Xe-3モデルは3本使用しまより迅速な試験結果を得る効果的な方法となります。新しいX-1800+とX-1850

す。

+というキセノンランプは高照度試験とランプ交換は迅速かつ簡単で試料の暴露に影響なく行う事が可能です。Xe-1とXe-3
モデルの場合、プラグを抜き、ネジを1個取り外すとランプハウジングごと取り外して交換できます。Xe-2モデルの場合、ランプは試験機の上部から簡単にアクセス

るいは筒状の石英ガラスと七角形の丈夫な内部フィルター2セットからなる, 二層の七角構造となっています。

窓ガラスフィルター
窓ガラスフィルターは窓ガラス越しの太陽光と同等のスペクトラムを再現します。この分光分布は、典型的な商業施設あるいは事務所環境の苛酷な照明のような屋内照明のシミュレーションとしても適当です。窓ガラスフィルターは印刷用素材や織物／繊維製品のような屋内用素材の試験に使用されます。Window-Q, Window-B/SL,Window SF-5, Window-IRの4種類の窓ガラスフィルターを用意しています。

紫外域拡張フィルター

紫外域拡張フィルターは通常の自然太陽光よりも立ち上がり波長が低く、より多くの紫外線を透過させます。より迅速で厳しい試験結果を得るために使用します。拡張域拡張フィルターは一部の自動車試験仕様に指定されており、航空宇宙産業向けに使用されることもあります。Extended UV-Q/BとExtended UV-Quartzの2種類のフィルターを用意しています。

ともにQ-SUN試験機以外では不可能なランプ寿命の改善も実現します。

SOLAR EYE 放射照度制御できます。必要な事はユーザがアクセスドアを開け、ネジを外し、留め具を外すだけです。ランプとランプハウジングは簡単に持ち上げる事が可能です。

全てのQ-SUN試験機には、特許取得済みの精密光源制御システムであるSOLAR EYE放射照度制御が搭載されています。システムによりユーザが必要な放射照度レベルが設定可能で、自動的に放射照度測定と設定した照度を保ちます。放射照度の測定と制御は340 nm, 420 nm, TUV (Total UV 300-400nm)のいずれかで行う事ができます。

Xe-2モデルのランタン型光学フィルター8

www.q-lab.com

www.q-lab.com

9環境の再現
水分の再現

温度の再現

水スプレー･結露･湿度といった水分は数多く劣化速度に大きな影響を与える温度制御は重の材料の試験に重要です。全てのQ-SUNモデ要です。試料の暴露温度は、ブラックパネル

ルにオプションの水スプレーを、Xe-2とXe-3温度センサーを使用する全てのQ-SUN試験機両モデルに湿度制御を標準装備しています。

において高精度に制御されます。

水スプレー

相対湿度

水の純度

ブラックパネル温度計

チャンバー内温度制御

低温対応

屋外における水分浸透による損傷は純水Xe-2とXe-3の両モデルは相対湿度制御

Q-SUN試験機でウォータースプレーを使試験槽内の温度制御にブラックパネル温Xe-2とXe-3モデルの試験槽内の温度と薬品や化粧品などの室内で使用する一部を直接スプレーすることで再現させまが可能です。湿度は周囲との水分平衡を度計を使用しています。全ての波長を均ブラックパネルによる試料温度はそれぞの製品は、不用意な劣化を防ぐために、す。スプレーのタイミングはライト照保とうとする状況において材料に物理的う際、斑点を防ぐために高純度の脱イオれを同時に制御が可能です。またローコより低い暴露温度が必要です。これらのなストレスがかかった場合に劣化をもたン水が必要です。残留シリカが斑点の主因子です。 推奨値としては導電率0.1μS

一に吸収するブラックコーティングによ

射、非照射のいずれのサイクルにおいてり槽内の試料最高温度を予測します。ブストで定期的に新品交換するセンサーにアプリケーション向けにオプションのチもプログラム設定可能で、サーマルらします。また湿度は試料の乾燥速度に未満かつシリカ濃度0.2ppm未満です。

ラックパネル温度は照射量、光源の使用よって相対湿度をモニターしていまラーを用意しています。

ショックならびに機械的浸食の両方/い影響します。幅広く用いられる数々のテ可能時間残、室内周囲温度、ブラックパす。Xe-1モデルにおいては試験槽温度あ

詳細は14ページ参照

ずれかを再現するのに役立ちます。

スト方法において湿度制御が要求されま高価な純水を節約するために、アドバン
スト再純水化システムのオプションを利用可能です。 詳細は14ページ参照

ネル温度センサーと試験機モデルに応じるいはブラックパネル温度のいずれかをて25 ºC と 120 ºCの任意温度に設定でき設定します。

す。

ます。断熱式(ブラック標準温度計)と非断熱式(ブラックパネル温度計)の温度センサーを用意しています。

目を見張る環境再現性
Xe-1とXe-3モデルの試験槽内で暴露される試料はほぼ水平な状態で固定されています。水スプレーサイクルに引き続くサイクルにおいても多量の水分が試料の表面に残留します。これにより自動車用のコーティングや部品、木材用コーティング、プラスチック製材料、屋根材などが自然環境において受ける条件を再現させます。

低温暴露が要求されるアプリケーション向けにオプションのチラーを用意しています10

www.q-lab.com

www.q-lab.com

11

操作

校正とメンテナンス

Q-SUN試験機の操作は至極簡単です。試料の固Q-SUN試験機は試験槽環境のモニターと制御定と評価は特別に設計されたホルダーにより簡のために数々のセンサーが取付けられていま単に行う事が出来ます。また直感的なプログラ

す。センサーは常に正確な試験結果を得るたミングが可能です。全モデルが完全自動化に対めに、校正あるいは定期的な交換が必要で応し週24時間×7日間の連続試験が可能です。

す。このプロセス自体はシンプルかつ高価ではありません。

試料の固定

デュアル タッチスクリーン ディスプレイ

照度

Xe-1とXe-3モデルの試料はほぼ水平な状

機能性と使いやすさの両方が組み込まれたQ-SUNのコントローラはユーザーが選択可

Q-SUN試験機に搭載のSOLAR態で固定されます。この水平固定システ

能な8言語(英、仏、スペイン、伊、独、中国、日本、韓国)でのプログラムが可能でムによって様々な大きさや形状や種類のす。試験の登録はメモリー上に最大12個まで保存可能でバッテリーによるバック試料の試験に柔軟性を持たせています。

アップ機能を備えています。

Xe-2モデルの回転ラックは試料を垂直な状態に固定します。この方式は繊維温度

相対湿度

Q-SUN試験機のブラックパネル温度セン

Xe-2とXe-3 モデルは相対湿度制御が可

度センサーは、正確で一貫性のある試験

サーは、正確で一貫性のある試験結果を能です。相対湿度、ブラックパネル温結果を保証するために、ユーザーによる度、試験槽温度を同時にモニターし表示定期的な校正が必要です。校正はシンプ保証するために、ユーザーによる定期的な校正が必要です。校正済みのUC202

ルで、ユニバーサル校正システムによりセンサーを用いて校正を簡単に行う事がわずか数分で完了します。UC20放射照度できます。

EYE放射照校正センサーは340nm, 420nm,品、塗料、コーティングなどの薄い試料300-400nm TUV (Total UV)に対応しまUC202温度センサーは非断熱あるいはや平らな試料の試験に最適です。

す。Q-SUN試験機で使用するランプの仕断熱ブラックパネルセンサーのいずれかと使用しますが、Q-SUN試験機で実際に異なる試料でサイズが異なる場合には標様に合わせることが重要です。

メンテナンス

使用されるセンサーと同種のものを使う必要があります。Xe-2とXe-3モデルのQ-SUN試験機のコントローラーは完全ています。コントローラーが常に全てスをモニターし、簡単な警告メッセー

準ホルダーを使用します。ボトルホル

UC20スマートセンサーはコスト効率の良ダー、繊維ホルダー、特殊固定具などもい使い捨て式で、年に1回校正済みの用意しています。

UC20により校正を行います。UC20は再試験槽の温度測定用センサーは安価のため年に1度の新品交換になります。Xe-1

校正のためにQ-LABへ返却することも可

モデルについては、オプションのチャン能です。

バー温度センサーを用意しています。

我々の校正施設は A2LA と UKASによりすることができます。

な自己診断エラーチェック機能を備えのシステムのステータスとパフォーマンと定期メンテナンスのリマインダー表
示ならびに必要な時には安全なシャットダウンを実行します。

ISO 17025の認証を取得しています。
典型的なメンテナンス項目は、ランプ、センサー校正、エアフィルターです。
12

www.q-lab.com

www.q-lab.com

13

Accessories & Options

特徴一覧

2

Xe-1

Xe-2

Xe-3

フラットトレイ

回転式ラック

フラットトレイ

最大試料数173155

試料設置角度(対垂直)

10°

90°

10°

立体型試料対応

4

­–

4

特徴

試料ホルダー

チラー

水循環装置

オプション

チャンバー種類

パネルや額など平らな試料のために数種

Xe-1とXe-3向けにチラーを用意していま汚れた水を循環させる他社システムと異のサイズのホルダーを用意しています。

す。温度影響のある材料の低温域の試験なり、Q-Labの純水循環装置は純水の節

またXe-1とXe-3向けにボトルホルダー、時に使用します。Xe-1用にチラー設置す約に加え、再純水化を行います。純水の8カ国語対応デュアルタッチスクリーンディスプレイ

44

4繊維ホルダー、特殊固定具も用意している場合は試験機の置台を兼ねた位置へのコストは高いため数ヶ月で本装置のコスます。立体的な試料は試料トレーに直接設置となります。Xe-3用の場合、別置ト回収が可能です。

フルスペクトラムキセノンアークランプ数113

取付けるため多くの場合試料ホルダーはきユニットとして追加のフロアス

長寿命ランプ・高放射照度

444不要です。

ペースが必要です。

長寿命光学フィルター

444SOLAR EYE放射照度制御 (340 nm, 420 nm or TUV)

444

ブラックパネル温度制御

444

チャンバーエア温度制御

244

湿度制御

–

44

プログラマブル水スプレー

222

AUTOCAL 校正

444UC20照度校正器

222UC202 ブラックパネル温度校正器

222純水循環システム

222

チラー

2–

2

水分浸漬

2––

デュアルスプレー––

2

バックスプレー–22

ソフトウェア更新とデータ取得用USBポート

444

デュアルスプレー

水分浸漬

バックスプレーデュアルスプレーはXe-3専用のオプ

Xe-1-WモデルはISO16474-2とETAG 002なションです。試料に吹付ける酸性雨や洗バックスプレーはいくつかのSAE試験法

どの国際規格で要求される温度制御されにおいて要求され、これにより試料の表た水槽に試料を浸漬させて耐候性試験を面と裏面の両方に同時にスプレーするこ行います。このモデルは自動制御によるとが可能です。バックスプレーを構成す

水補給･排水機能、温度制御機能、内蔵る場合には、水循環装置と共に使用されの純水循環･モニターシステムを搭載しる事をお勧めいたします。

浄溶液などの第2溶液の使用が可能となります。デュアルスプレーシステムは、外部大型リーザーバー(容器)、ターボポンプ、フィルターから構成されます。ています。

他の製品とサービス
ACCREDITED
0859-01 & 0859-03

促進耐候性試験機

14www.q-lab.com

複合サイクル
腐食試験機

標準試験片

屋外暴露試験

太陽光照射試験受託試験屋外暴露ラック

www.q-lab.com

15グローバルネットワーク
Q-Lab本社は米国オハイオ州ウェストレークにあり、英国、ドイツ、中国に営業ならびに主要拠点があります。A2LA-認証取得の研究施設はドイツと米国フロリダ州とアリゾナ州にあります。また屋外暴露施設は米国フロリダ州、アリゾナ州、オハイオ州にあります。直販営業部門ならびに6大陸60ヶ国以上にまたがる代理店網によりお客様をサポートいたします。

Q-Lab Corporation

www.Q-Lab.com

輸入代理店：

株式会社第一科学
本社
茨城支店
西東京営業所
関西営業所

東京都文京区本郷2-12-13
茨城県ひたちなか市東石川3-1-21
東京都国分寺市南町1-3-3
大阪市北区天神橋2-2-10Y'sﾋﾞﾙ4F

TEL 03-3812-9755
TEL 029-353-5001
TEL 042-300-0080
TEL 06-6357-6166

LX-5000.9 © 2020 Q-Lab Corporation. All Rights Reserved. Q-Lab, the Q-Lab logo, Q-SUN, QUV, Q-FOG, Q-PANEL, Q-TRAC, Q-RACK, AUTOCAL and SOLAR EYE are registered trademarks of Q-Lab Corporation.