インピーダンスアナライザ IM3570

IMPEDANCE ANALYZER IM3570

異なる測定条件の高速検査を１台で実現
インピーダンスアナライザ IM3570 は、測定周波数4Hz 〜 5MHz、測定レベル 5mV〜
5VのLCR メータとインピーダンスアナライザが１台になった測定器です。交流信号によるLCR 測定、直流による抵抗（Rdc）
測定、測定周波数や測定レベルを連続的に変化させるスイープ測定等が可能です。
異なる測定条件・測定モードを高速で連続測定できますので、今まで複数の測定器を使用していた検査ラインをIM3570なら1台で実現することができます。

2

LCR 測定・Rdc 測定・スイープ測定

連続測定と高速検査を、１台で実現
インピーダンスアナライザ IM3570

インピーダンスアナライザ IM3570 でお薦めする測定
1. 圧電素子の共振特性の測定

２台、必要？
周波数スイープ測定によって、共振周波数とそのインピーダンスを測定し、ピークコンパレータ機
能によって共振状態の良否判定ができます。

周波数スイープ測定
Z ピークコンパレータ画面

LCR モード
Cs 表示画面（1kHz 測定）

LCR モードで、1kHz や 120Hz の C 測定により容量の検査ができます。

１台で、高速・高精度測定を実現！

連続測定画面

ここに注目 !!

連続測定で周波数スイープ測定（インピーダンスアナライザ ）とC 測定を１台で実施できます。
また、IM9000（オプション）の等価回路解析でパラメータによる良否判定ができます。

ポイント１

測定時間を短縮
測定時間を短縮しました。
LCRモードで最速1.5ms*（1kHz）、0.5ms*（100kHz） を実 現しています。
当社従来製品（3522-50, 3532-50：代表値 5ms）に比べて、大幅に高速化しました。検査数量のアップ に貢献します。
また、多点測定が必要な スイープ 測定を1ポ イン
ト当り0.5msで迅速に実行します。
* ディスプレイ OFF の場合（ディスプレイ ON の場合は 0.3ms 増加します。）

IM3570 FASTの測定時間

3532-50 FAST
の測定時間

測定周波数
1MHz

0.5ms

6ms

100kHz

0.5ms

6ms

10kHz

0.6ms

1kHz
100Hz

1.5ms

参考値

15ms
5ms
11ms

15ms

IM3570 と 3532-50 の測定時間の比較

3

生産ラインに最適なインピーダンスアナライザ
2. 機能性高分子コンデンサの C-D と低 ESR 測定

LCR モード
Cs、D 表示画面（120Hz 測定）

LCR モード
Rs 表示画面（100kHz 測定）

連続測定画面異なる測定項目を異なる測定条件（ 周波数、レベル、モード）で連続測定することができます。

機能性高分子コンデンサでは C-D（120Hz ）と低ESR（100kHz ）の測定ができます。

ここに注目 !!

ポイント２

IM3570 の 1mΩ、100 回測定時の繰り返し精度
参考値

測定スピード
SLOW2
SLOW

0.08%, 5.9ms
0.12%, 1.7ms

MED
FAST

44.5ms

0.03%

0.5ms

0.54%

ばらつき [％] と 測定時間 [ms]当社従来製品に比べて低インピーダンス測定時の繰り返し精度が１桁向上しました。
例えば、1mΩ（1V, 100kHz）の条件では、測定スピー
ド MED の場合に、繰り返し精度（ばらつき）* が 0.12%と安定した測定が可能で、100kHz の ESR 測定に適しています。
* 繰り返し精度（ばらつき）は最大と最小の差をもとに算出しています。

3. インダクタ（コイル・トランス）の Rdc と L-Q 測定

L、Q 表示画面（1kHz,CC1mA 測定）

L、Q、Rdc 連続測定画面
Rdc 表示画面（DC 測定）ここに注目 !!

L、Q（1kHz,CC1mA 測定）とRdc（DC 測定）の表示画面

L-Q(1kHz, CC 1mA) と Rdc を 連 続 測 定して、同一画面上に数値表示できます。
コア入りコイルなど印加電流によりインダクタンス
値が変わる「電流依存性」がある素子に対して
定電流 CC で測定が可能です。
従来製品に比べて、低インピーダンス測定時の繰り返し精度が１桁向上していますので、Rdc の安定した測定が期待できます。

ポイント３

当社従来製品に比べてθの測定精度を向上することで、θ（位相）が 90°付近の高 Q 値や Rs 値について、１桁
良い絶対精度・繰り返し精度で測定できます。

コイルは用途によって測定周波数が異なります。測定周波数範囲が 4Hz 〜 5MHz と広いので、各種コイルの測定ができます。

周波数スイープ測定
Z-θ 測定画面

CC 値スイープ測定
Ls 測定画面

電流依存性のある素子に対して、定電流ス
イープ測定により、電流特性のグラフ表示が可能です。

4

高速・高精度測定で検査効率を向上■ IM3570 の特長● 低容量（高インピーダンス）測定で安定性を向上
当社従来製品に比べて低容量（高インピーダンス）測定時の繰り返し精度が１桁向上しました。
例えば、1pF（1MHz, 1V）の条件では、測定スピードSLOW2 の場合に、繰り返し精度（ばらつき）* が 0.01%と安定した測定が可能です。
同時に、位相の繰り返し精度も向上していますので、低容量（高インピーダンス）測定時のD の測定の安定性が向上しました。
* 繰り返し精度（ばらつき）は最大と最小の差をもとに算出しています。

IM3570 の 1pF(1MHz, 1V)、
100 回測定時の繰り返し精度

参考値

測定スピード
SLOW2
SLOW
MED
FAST

36.3ms0.01%
0.04%, 4.8ms
0.07%, 1.5ms
0.5ms

0.30%

ばらつき [％] と 測定時間 [ms]● 広範囲な測定周波数● 広範囲な測定電圧／電流

IM3570 は DC および 4Hz ～ 5MHz の範囲内における周波数
帯域を5 桁分解能 (1kHz 未満は 0.01Hz 分解能 )で設定できます。共振周波数の測定や動作条件に近い状態での測定・評価ができます。

通常のオープンループの信号発生に加え、定電圧／定電流モードで電圧／電流依存性を配慮した測定が可能です。5mV ～5V / 10μA ～ 50mA( ～ 1MHz)まで、広範囲な測定信号レベルの設定が可能です。
（周波数、測定モードにより測定信号レベルの設定範囲は異なります。）● 内部で DC バイアスを発生可能
本体のみで最大 2.5Vの DC バイアスを印加して測定ができます。タンタルコンデンサなど有極コンデンサの測定が安心して行えます。充電インピーダンスは100Ωです。

● 15 種類のパラメータ測定● 高分解能、最大７桁表示

Z、Y、
θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc( 直 流 抵 抗 )、X、G、B、Ls、Lp、
Cs、Cp、D(tanδ)、Q のパラメータを測定でき、必要なパラメータをパソコンに取り込む事ができます。

フル７桁表示の高分解能測定ができます。3 〜7 桁の表示桁数設定ができます。

● コンタクトチェック機能搭載（開放チェック）
４端子測定（低インピーダンス高精度モード時のみ）、２端子測定のコンタクトチェック機能によって、被測定物に測定用電極が接触していない状態で測定することを防ぎます。
インピーダンスが著しく高い場合は、High-Z（ERR)
判定します。

High-Z リジェクト機能● コンパレータ
LCRモードで、１画面で測定項目から２種類の Hi/IN/Lo の判定が可能です。判定方法は絶対値設定の他に、% 設定、Δ%設定が可能です。連続測定を使用すると、複数の測定条件・測定項目に渡る判定ができます。

● DC〜 5MHzで使用可能な４端子プローブ
４端子プローブ L2000（オプション）は、特性インピーダンス
50Ωと測 定精度の向上に寄与する４端 子対 構造を採用し、IM3570 に最適なプローブです。

● 測定ケーブルは４mまで延長可能
４端子対構成で測定ケーブルの影響を低減し、測定ケーブル長
0,1,2,4mで確度保証します。自動機の配線が容易になります。
（ケーブル長により、確度保証する周波数範囲は異なります。）● 長期安定性の向上
1年間の測定確度保証をしています。従来製品では 6 ヶ月ごとの校正が必要であったところ、校正周期を１年間に延長できます。

● インターバル測定
センサの応答から素子の経時変化の確認など、パラメータの時間変化を最大 801ポイントまで、指定した間隔（100μs 〜
10000s）で測定し、グラフまたはリスト表示できます。

● BIN 測定

●タッチパネルで分りやすい操作

２項目について10 分類と範囲外への分類ができます。

従来製品に引き続き、分りやすい操作のタッチパネル式ディスプレイを採用しました。さらに、カラー液晶搭載で見やすい表示と直感的にわかる抜群の操作性で、お客様の作業効率をアップします。

● セグメント設定
スイープ範囲を20 セグメント、合計最大 801ポイントまで設定できます。複数の周波数範囲を詳しく評価したい場合に効果を発揮します。

5

簡単な回路解析、詳細な良否判定が可能■ 等価回路解析ソフト IM9000（オプション）による機能追加で、充実した等価回路解析とグラフ表示
等価回路解析ソフトIM9000 は等価回路解析等を可能にする
追加機能オプションです。

代表的な５種の等価回路解析と解析結果を用いて理想周波数特性を算出し、実測値との差分を確認ができます。また、コール・コールプロットおよびアドミタンス円などのグラフ表示ができます。

●等価回路解析（自動、固定）5 パターン●等価回路各素子の良否判定●解析結果シミュレーション●コール・コールプロット表示／アドミタンス円表示
等価回路各素子に対する良否判定画面

解析結果シミュレーション画面

アドミタンス円表示画面●等価回路モデルと測定項目
3 素子モデル

４素子モデル

A

B

C

D

測定項目
L1（インダクタンス）
C1（容量）
R1（抵抗）
Qm（共振の鋭さ）
fr（共振周波数）fa（反共振周波数）E

測定項目
L1（インダクタンス） fr（共振周波数）
C1（容量）
fa（反共振周波数）
R1（抵抗）
fs（直列共振周波数）
C0（並列容量）fp（並列共振周波数）
Qm（共振の鋭さ、
fm（最大アドミタンス周波数）
機械的品質係数）fn（最小アドミタンス周波数）f1（最大サセプタンス周波数）f2（最小サセプタンス周波数）

４素子モデルのパラメータ■ フロント USB で保存と読み込み
測定結果や設定は、フロントパネルに接続した市販のUSBメモ
リに保存できます。
（ フロントパネル の USB 端 子 は、USB メモリ接 続 専 用 で す。 測 定 結 果 はIM3570 の内部メモリに保存した後、USBメモリにまとめて保存します。相性により使用できない USBメモリが存在します。）

各種測定結果と設定

USB メモリへ保存■ USB, LAN, GP-IB, RS-232C で PC、PLC による外部制御接続
リアパネルに RS-232C、GP-IB、USB、LANを標準装備しています。
（リアパネルの USB 端子は、PC 接続専用です。）
IM3570 の各種機能をPLCまたはパソコンからコントロールができ、測定結果の取得が可能です。（電源 ON/OFFとインターフェー

EXT I/OLAN（ハンドラインタフェース）

RS-232C

ス設定の一部を除きます。)

自動機に最適なインタフェースを使用する事で、最適な測定シス
テムの構築ができます。
USB（PC 接続用）

IM3570 背面

GP-IB

6

■ EXT I/O
●ハンドラ (EXT I/O) インタフェース
ハンドラインタフェース（EXT I/O）は、測定終了信号や判定結果信号を出力したり、測定トリガ信号などを入力して測定器の制御を行うことができます。
各信号線は計測回路・制御回路から絶縁し、ノイズに強い構造になっています。
■ EXT I/O 信号一覧

■代表的な EXT I/O タイミングの例●入力信号
接触状態 開放
TRIG

チャック

開放

ON

OFF

t0
INDEX

OFF
t3

EOM
PARAx-HI, PARAx-IN
PARAx-LO, AND

ON
t1

ON

ON

TRIG
LD0 〜 LD6
LD_VALID

チャック

t2

●出力信号
EOM
INDEX
ERR
ISO_5V
ISO_COM

ON

t4
OFF

ON
t5

前回判定結果：外部トリガ：パネルナンバー選択：パネルロード実行：測定終了：取り込み終了：測定異常出力：内部絶縁 5V
：内部絶縁コモン●出力信号 ( 共用の信号線 )

判定結果

ERR

t0：トリガ信号最小時間；0.3 ms 以上 *1
t1：コンパレータ、BIN 判定結果から EOM(LOW) まで、ディレイ設定時間；0.04 ms 以上 *1
t2：測定終了から次のトリガまでの最小時間；0.4 ms *1
t 3：トリガから回路が応答するまでの時間；0.7 ms *1
t4：最小チャック時間、INDEX(LOW) でチャック切替可能；0.3 ms *1
t 5：測定時間；0.5 ms *1

PARAx-HI, PARAx-IN,
PARAx-LO (x=1,3),
AND

コンパレータの 判 定
結果出力BIN1 〜 BIN10,
OUT_OF_BINS

BIN 判定結果出力

PARAx-LMAX_MEASNG, ア ナ ラ イ ザ コ ン パ
レ ー タ 出 力（PEAK
PARAx-LMAX_IN,
PARAx-LMAX_CONDNG, モード時）
PARAx-LMIN_MEASNG,
PARAx-LMIN_IN,
PARAx-LMIN_CONDNG,*1: 測定スピード：FAST、レンジ：HOLD の場合。

■コネクタ
使用コネクタ（本体側） ：D-SUB 37 ピン メス #4-40 インチネジ
適合コネクタ：DC-37P-ULR（半田型）、DCSP-JB37PR（圧接型）
日本航空電子工業社製(x=1,3)■ IM3570 仕 様
LCRモード：単一条件で測定
アナライザモード：
測定周波数、測定レベルでスイープ(測定点：1〜801、掃引方法：通常掃引/セグメント測 定 モ ー ド
掃引、表示：リスト表示/グラフ表示)
連続測定モード：
保存した条件を連続で測定（最大32通り）

測 定 パ ラメー タ

Z, Y, θ, Rs(ESR), Rp, Rdc( 直流抵抗 ), X, G, B, Cs,
Cp, Ls, Lp, D(tanδ), Q

測 定 レ ン ジ

100 mΩ 〜100 MΩ, 12レンジ(全てのパラメータは Z で規定)

表

示

範

Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp :±（0.000000［単位］〜9.999999G［単位］）
Z とY のみは絶対値表示（0.000°〜 180.000°）
囲 θ: ±
D:±（0.000000 〜9.999999）
Q:±（0.00 〜99999.99）
Δ% : ±（0.0000%〜999.9999%）

基 本 確 度 Z : ±0.08%rdg. θ: ±0.05°
測 定 周 波 数 4Hz〜5MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz)
通常モード：
Vモード・CVモード：5 mV〜 5 Vrms (1 MHzまで),
10 mV〜1 Vrms (1 MHz〜5 MHz), 1 mVrmsステップ
CCモード：10μA〜50 mArms (1 MHzまで), 10μA
〜10 mArms (1 MHz〜5 MHz), 10μArmsステップ
測 定 信 号レ ベ ル
低インピーダンス高精度モード：
Vモード・CVモード：5 mV〜1 Vrms (100 kHz まで),
1 mVrmsステップ
CCモード：10 μA〜100 mArms (100 kHzまでの100 mΩと1Ωレンジ), 10 μArmsステップ
通常モード：100Ω
出力インピーダンス
低インピーダンス高精度モード：10Ω

表示 カラーTFT 5.7inch、表示 ON/OFF 設定可能
表 示 桁 数 設 定 3 〜 7 桁の表示桁数の設定が可能、初期値 6 桁
測 定 時 間 0.5 ms (100 kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値 )測 定 ス ピ ー ド FAST/MED/SLOW/SLOW2
通常モード： DC 0V〜2.50V（10mVステップ）

DC バイアス測 定 低インピーダンス高精度モード：

DC 0V〜1.00V（10 mVステップ）

通常モード： 測定信号レベル
DC 100 mV 〜 2.5V（10 mVステップ）
直流抵抗測定低インピーダンス高精度モード： 測定信号レベル
DC 100 mV〜1.00V（10mVステップ）
LCRモード：第１、第３項目に対してHi/IN/Lo
アナライザモード：
エリア判定（各ポイントに対してHi/IN/Lo）、
コン パレ ータ
ピーク判定（極大、極小の周波数と絶対値に対してHi/IN/Lo ）

B I N
補

測

定 2 項目について10 分類と範囲外
正 オープン/ショート/ロード/ケーブル長 0,1m/相関補正

残留電荷保護機能 V= √10/C
トリガ同期出力機能
ア ベ レ ー ジ
インターバル測定
パネルロード・セーブ
メ モ リ 機 能

(C: 試料の容量 [F], V= 最大400V)

アナログ計測中のみ測定信号を印加
1 〜 256
100μs 〜 10000s、最大 801ポイント
LCRモード：30、アナライザモード：2、補正値：128
32,000データを本体のメモリに保存

EXT I/O（ハンドラ）
RS-232C
GP-IB
イン タ フ ェ ー ス
USB（Hi-Speed/Full-Speed）
USBメモリLAN（10BASE-T/100BASE-TX）

使 用 温 湿 度 範 囲 0 ℃〜40 ℃、80 %rh以下、結露なきこと
保 存 温 湿 度 範 囲 -10 ℃〜50 ℃、80 %rh以下、結露なきこと
電源 AC 90〜264 V, 50/60 Hz, 150 VA max.
寸 法 ・ 質 量 約 330W×119H×307D mm, 約5.8 kg
付

属品

電源コード×1、取扱説明書×1、通信取扱説明書（CD-R）×1

7■ IM3570 測定確度 ( 確度保証期間 1 年 , 調整後確度保証期間 1 年 )条件

測定確度は以下の式から計算
測定確度 = 基本確度 ×C×D×E×F×G

温湿度範囲 23℃ ±5℃、80% rh 以下（結露のないこと）、電源投入
後 60 分以上経って、オープン、ショート補正実行後【C：レベル係数】 V：設定値（Vモード時相当）[V]
0.005V 〜 0.999V：
1+ 0.1/V（Rdc 以外の 30kΩ レンジ以下）
1+ 0.3/V（Rdc の全レンジ、Rdc 以外の 100kΩ レンジ以上）
1V 〜 5V： 1【D：測定スピード係数】
FAST：8、MED：4、SLOW：2、SLOW2：1【E：測定ケーブル長係数】 fm：測定周波数 [kHz]0m：1（DC〜5 MHz）、1m：1.5（DC〜5 MHz）、
2m：2×（1+ fm /100）（DC〜100 kHz）、4m：4×（1+ fm /100）（DC〜10 kHz）
【F：DCバイアス係数】 VAC：交流信号電圧設定値 [V]DC バイアス設定 OFF：1
DC バイアス設定 ON：
2×（1+ 0.1/VAC）、
4×（1+ 0.1/VAC）（10Ω レンジ以下の 100.01kHz 以上）【G：温度係数】 t：使用温度
t が 18℃〜 28℃の場合： 1
t が 0℃〜18℃, 28℃〜40℃の場合：1+ 0.1×｜t - 23｜

1kΩ レンジ以上と 300Ω レンジ以下では、基本確度の計算式が下に示すように異なります。
下記の計算例を参照してください。

基本確度
（Z,θ）
計算式
上側 A・・・ Z の基本確度（± ％ rdg.）
B は試料のインピーダンスに関する係数1kΩ レンジ以上・・・
10×Zx
確度＝ A＋B×              −1レンジ下側 A・・・θ の基本確度（± deg.）
B は試料のインピーダンスに関する係数300Ω レンジ以下・・・

DC 時の A は R の確度（± ％ rdg.）
Ｂは試料の抵抗に関する係数

レンジ
確度＝ A＋B×              −1    ZxZx は試料のインピーダンス実測値（ Z ）基本確度表
レンジ 確度保証範囲
100MΩ

8MΩ〜200MΩ

A=4

DC

B=6

800kΩ〜100MΩ

A=0.5 B=0.3

1MΩ

80kΩ〜10MΩ

A=0.2 B=0.1

100kΩ

24kΩ〜1MΩ

A=0.1 B=0.0130kΩ

8kΩ〜300kΩ

A=0.1 B=0.01

10kΩ

2.4kΩ〜100kΩ

A=0.1 B=0.01

3kΩ

800Ω〜30kΩ

A=0.1 B=0.01

1kΩ

240Ω〜10kΩ

A=0.1 B=0.01300Ω

8Ω〜300Ω

A=0.1 B=0.02

10Ω800mΩ〜10Ω

A=0.2 B=0.15

1Ω80mΩ〜1Ω

A=0.3 B=0.3

1mΩ〜100mΩ

A=3

10MΩ

100mΩ

B=2

4Hz〜 99.9Hz

A=6
A=5
A=0.8
A=0.8
A=0.4
A=0.3
A=0.3
A=0.3
A=0.3
A=0.3
A=0.3
A=0.3
A=0.3
A=0.2
A=0.3
A=0.2
A=0.4
A=0.2
A=0.5
A=0.3
A=2
A=1
A=10
A=6

B=5
B=3
B=1
B=0.5
B=0.08B=0.08B=0.01
B=0.01
B=0.01
B=0.01
B=0.01
B=0.01
B=0.02
B=0.01
B=0.02
B=0.01
B=0.02
B=0.01
B=0.2
B=0.1
B=1
B=0.6
B=10
B=6

100Hz〜 999.99Hz
A=3
A=2
A=0.5
A=0.4
A=0.3
A=0.2
A=0.2
A=0.1
A=0.2
A=0.1
A=0.2
A=0.1
A=0.2
A=0.1
A=0.2
A=0.1
A=0.3
A=0.15
A=0.4
A=0.3
A=0.6
A=0.5
A=3
A=2

B=2
B=2
B=0.3
B=0.2
B=0.05
B=0.02
B=0.01
B=0.01
B=0.005
B=0.003
B=0.01
B=0.005
B=0.005
B=0.002
B=0.01
B=0.005
B=0.02
B=0.01
B=0.05
B=0.03
B=0.3
B=0.2
B=3
B=2

●基本確度の求め方
・基本確度は、試料のインピーダンス、測定レンジ、測定周波数、および上の表から該当する基本確度 A と係数 B を選び計算します。
・計算式は、1kΩ レンジ以上と、300Ω レンジ以下では、それぞれ別の計算式を使用します。
・C、L は、インピーダンスの実測値か、次の式で計算されるおよそのイン
ピーダンス値から測定レンジを決め、基本確度 A、係数 B を求めます。
Zx (Ω)    ≒ ωL（H）  （θ ≒ 90 ゜）
   １（θ ≒ － 90 ゜
）
≒
ωC（F）
≒   Ｒ（Ω）
   （θ ≒ 0°） （ω: 2×π× 測定周波数［Hz］）

1kHz〜10kHz

A=3
B=2
A=2
B=2
A=0.5 B=0.3
A=0.4 B=0.2
A=0.3 B=0.05
A=0.2 B=0.02
A=0.15 B=0.01
A=0.1 B=0.01
A=0.12 B=0.005
A=0.08 B=0.003
A=0.12 B=0.005
A=0.08 B=0.002
A=0.12 B=0.005
A=0.08 B=0.002
A=0.1 B=0.005
A=0.08 B=0.002
A=0.08 B=0.02
A=0.05 B=0.01
A=0.3 B=0.05
A=0.15 B=0.03
A=0.4 B=0.3
A=0.25 B=0.2
A=3
B=3
A=2
B=1.5

10.01kHz〜100kHz 100.1kHz〜1MHz 1.001MHz〜5MHz
A=8
B=4
A=3
B=2
A=1
B=0.7
A=1
B=0.2
A=0.3 B=0.08
A=0.3 B=0.08
A=0.25 B=0.04
A=0.2 B=0.02
A=0.25 B=0.01
A=0.15 B=0.005
A=0.2 B=0.02
A=0.08 B=0.02
A=0.2 B=0.005
A=0.08 B=0.005
A=0.2 B=0.01
A=0.08 B=0.01
A=0.2 B=0.02
A=0.08 B=0.02
A=0.3 B=0.05
A=0.15 B=0.03
A=0.4 B=0.3
A=0.25 B=0.2
A=2
B=2
A=2
B=1.5

※ 1.001MHz 以上は確度を

A=3
A=3
A=1
A=1
A=0.4
A=0.3
A=0.4
A=0.3
A=0.3
A=0.2
A=0.3
A=0.15
A=0.3
A=0.15
A=0.3
A=0.15
A=0.4
A=0.3
A=1
A=0.7
A=4
A=3

B=2
B=1
B=0.5
B=0.5
B=0.3
B=0.3
B=0.05
B=0.03
B=0.03
B=0.05
B=0.01
B=0.01
B=0.01
B=0.01
B=0.03
B=0.02
B=0.2
B=0.1
B=1
B=0.5
B=3
B=4

(f [MHz] ＋ 3)
倍して
4

ください。
※ A=2

A=2
※ A=2
A=2
※ A=2
A=2
※ A=1.5
A=1※ A=1.5
A=1※ A=1.5
A=1※ A=1.5
A=1
※ A=2
A=2
※ A=3
A=3

B=1
B=1
B=0.5
B=0.3
B=0.1
B=0.1
B=0.2
B=0.2
B=0.02
B=0.03
B=0.01
B=0.01
B=0.05
B=0.05
B=1.5
B=1
B=3
B=2

●計算例
試料のインピーダンス Zx ：500Ω（実測値）
測定条件：周波数 10 kHz、レンジ 1kΩ の場合
上の表から、Z の基本確度の係数 A ＝ 0.1、係数 B ＝ 0.005 を式に代入。
10× 500− 1 ＝ 0.12（±%rdg.）
Z 基本確度＝ 0.1 ＋ 0.005 ×
103
同様に θ の基本確度の係数 A ＝ 0.08、係数 B ＝ 0.002 から
10 ×500− 1 ＝ 0.088（±deg.）θ 基本確度＝ 0.08 ＋ 0.002×
103

確度保証範囲（測定信号レベル）
測定周波数、測定信号レベル、測定レンジにより確度保証範囲が異なります。

レンジ
100MΩ
10MΩ
1MΩ
100kΩ
30kΩ,10kΩ,3kΩ,
1kΩ,300Ω,10Ω
1Ω
100mΩ

DC

1 V 〜 2.5 V

0.1 V 〜 2.5 V

0.1 V 〜 2.5 V *1

4Hz〜 99.9Hz

100Hz〜 999.99Hz
0.101 V 〜 5 V

1kHz〜10kHz

0.050 V 〜 5 V

0.501 V 〜 5 V
0.101 V 〜 5 V

0.050 V 〜 5 V

0.005 V 〜 5 V
0.005 V 〜 5 V

10.01kHz〜100kHz 100.1kHz〜1MHz 1.001MHz〜5MHz*2

0.101 V 〜 5 V *3

0.501 V 〜 5 V
0.101 V 〜 5 V

0.050 V 〜 5 V

0.501 V 〜 1 V
0.101 V 〜 1 V

0.050 V 〜 1 V
0.101 V 〜 5 V

0.501 V 〜 5 V *3

0.501 V 〜 1 V

上記電圧は、V モード時相当の電圧設定値*1 確度保証 10mΩ 以上、 *2 DC バイアス時の確度保証 0.101V 〜 5V、 *3 DC バイアス時の確度保証 10 mΩ 以上、1.001V 〜 5V

●本体
製品名：インピーダンスアナライザ IM3570
形名（発注コード）IM3570（価格）.....¥ 780,000 ( 税抜き )テストフィクスチャは本体には付属されていません。オプションのテストフィクスチャ・プローブを選択してください。

オプション
製品名：等価回路解析ソフト IM9000（仕様）
形名（発注コード）（価格）（IM3570 用、出荷時指定） .....¥ 100,000 ( 税抜き )IM9000等価回路解析ソフト IM9000 はインピーダンスアナライザ IM3570 の機能追加オプションです。
IM9000 は標準では搭載されておりません。工場出荷時指定オプションとなっています。イン
ピーダンスアナライザ IM3570 を購入済みのお客様は、等価回路解析ソフト IM9000 の機能追加ができます。弊社営業所または本社コールセンターまでお問い合わせ下さい。

テストフィクスチャ・プローブ
表面実装部品用
SMD テストフィクスチャ
IM9110

SMD テストフィクスチャ
IM9100

SMD テストフィクスチャ
9677

ピンセットプローブ
L2001¥50,000 ( 税抜き )0402,0603,1005,3サイズのSMDに対応 ,電極４端子構造 , 高精度測定を可能にするテス
トフィクスチャ, DC〜8 MHz

直結型 , 側面に電極がある SMD 用 ,
DC 〜 120MHz, 試料寸法：3.5 ±0.5mm

ケーブル長 730mm, DC〜 8MHz, 特性イン
ピーダンス50Ω, 4 端子対構造 , 電極 2 端子 ,先端電極間隔 : 0.3〜約 6mm.¥380,000 (税抜き).¥550,000 (税抜き)...¥107,000 (税抜き)※ IM9901 ×1 標準付属

直結型 ,0201サイズのSMDに対応 ,側面に電極があるSMD用 ,電極 2 端子構造 ,DC〜1 MHz

L2001 用 オプション
SMD テストフィクスチャ
9699...¥120,000 (税抜き)
直結型 , 底面に電極があるSMD用 ,DC〜120MHz, 試料寸法：幅1.0 〜
4.0mm, 高さ1.5mm 以下

ピンセット先端交換用部品

SMD テストフィクスチャ
9263

コンタクトチップ IM9901¥4,000 ( 税抜き )..... ¥88,000 (税抜き)適用チップサイズ：1608 〜 5750 (JIS)直結型 , DC〜8MHz,
試料寸法：1〜10mm

コンタクトチップ IM9902¥15,000 ( 税抜き )適用チップサイズ：0603 〜 5750 (JIS)

リード部品用
4 端子プローブ
L2000

4 端子プローブ
9140 -10..¥80,000 (税抜き)
ケーブル長 1m, DC〜8MHz,
特性インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径 : 0.3〜 5mm..¥35,000 (税抜き)
ケーブル長 1m, DC〜200kHz,
特性インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径 : 0.3〜 5mm

電気化学測定用

テストフィクスチャ
9262... ¥42,000 (税抜き)
直結型 , DC〜8MHz,
測定可能端子直径 : 0.3〜2mm

DC バイアスユニット
4 端子プローブ
9500 -10

DC バイアス
電圧ユニット9268 -10..¥28,000 (税抜き)..¥55,000 (税抜き)
直結型 , 40Hz〜8MHz, 最大印加電圧
DC±40V

ケーブル長 1m, DC〜200kHz, 特性イ
ンピーダンス50Ω, .4 端子対構造 , 測定可能端子直径：0.3〜2mm

テストフィクスチャ
9261-10... ¥77,000 (税抜き)
ケーブル長 1m, DC〜8MHz,
特性インピーダンス50Ω, 4 端子対構造 ,
測定可能端子直径 : 0.3〜1.5mm

インタフェースケーブル
DC バイアス
電流ユニット9269 -10..¥55,000 (税抜き)
直結型 , 40Hz〜2MHz, 最大印加電流
DC 2A（最大印加電圧 DC±40V）＊内部インダクタンス300μH が試料と並列に接続されます。

9268 -10 または 9269-10 使用の際は、外付けの定電圧源、定電流源が必要になります。

GP-IB 接続ケーブル
9151-02..¥28,000 (税抜き)

ケーブル長 2m
● RS-232C ケーブルについて
RS-232C ケーブルはインタリンク対応のクロスケーブルが使用できます。
RS-232C ケーブル 9637（9 ピン -9
ピン、クロスタイプ）は、ハードウェア
フロー制御の使用を伴う場合に、お使いいただけません。

お問い合わせは ...

本社 〒386-1192 長野県上田市小泉81

製品に関するお問い合わせはこちら
本社 カスタマーサポート

0120-72-0560（9:00 〜12:00, 13:00 〜17:00, 土・日・祝日を除く）

0268-28-0560
詳しい情報はWEBで検索

info@hioki.co.jp
HIOKI■本カタログの記載内容は 2018 年 10 月 1 日現在のものです。 ■本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 ■本カタログで使用している会社名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
校正書類について 校正書類は別途ご発注をお願いします。海外へ持ち出しされる場合は注意事項があります。詳しくは弊社 HP をご確認ください。
IM3570J14-8XB
販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は本社受注センターまで。 TEL 0268-28-1688 FAX は弊社営業拠点と共有で受信できますので、担当営業拠点宛にお願いします。