型番：WLL2ZT92ZETA ⽔位センサー
ユーザーマニュアル

ZETA 認証機器

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

改訂履歴
版数

改訂年⽉⽇

改訂内容

初版

2021.07.06

初版

修正

2023.08.03

電池パッケージに変更；新基盤に変更

2

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

⽬次
はじめに ......................................................................................................................................................... 4
ご使⽤前のおことわり .............................................................................................................................. 4
安全上のご注意 ............................................................................................................................................. 4
使⽤上のご注意 ............................................................................................................................................. 81.製品概要 ...................................................................................................................................................... 92.機能説明 ...................................................................................................................................................... 93.製品の特⻑ .................................................................................................................................................. 94.セット内容 ................................................................................................................................................ 105.各部の名称 ................................................................................................................................................ 116.本体の設置 ................................................................................................................................................ 126.1 壁掛けして設置する .......................................................................................................................... 126.1.1 事前準備 ...................................................................................................................................... 126.1.2 設置⼿順 ...................................................................................................................................... 126.2 柱に設置する ..................................................................................................................................... 146.2.1 事前準備 ...................................................................................................................................... 146.2.2 設置⼿順 ...................................................................................................................................... 147.電源オン .................................................................................................................................................... 167.1 事前準備 ............................................................................................................................................. 167.2 ⼿順 ..................................................................................................................................................... 168.防⽔処理 .................................................................................................................................................... 18
8.1 事前準備 ............................................................................................................................................. 18
8.2 処理⼿順 ............................................................................................................................................. 189.センサープローブの設置 ......................................................................................................................... 19
10.デバイスの設定 ...................................................................................................................................... 20
10.1 ZETA Server 管理画⾯の設定⽅法 ................................................................................................ 20
10.2 アプリケーション管理.................................................................................................................... 23
10.2.1 資産運⽤情報の登録................................................................................................................. 23
10.2.2 設定変更 .................................................................................................................................... 25
10.2.3 資産状況 .................................................................................................................................... 28
１１.主な製品仕様....................................................................................................................................... 30
１２.トラブルシューティング ................................................................................................................... 30
13.アフターサービス .................................................................................................................................. 32

3

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

はじめにご使⽤前のおことわり
l 本書の著作権は株式会社テクサーに帰属します。
l 本書の内容を無断で転載や複写しないでください。
l 記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
l 本書の記載の誤り等についての補償はご容赦ください。
l 常に製品の品質の改善を⾏っており、お客様のご購⼊時期によりましては同⼀製品の中にも多少の差があるものがございますが、ご了承ください。
l 本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
l お客様、または第三者が本製品のご使⽤を誤ったことによって⽣じた故障や不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は⼀切その責任を負いません。
あらかじめご了承ください。
l 停電や電⼒線上のノイズ等の外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗⼒によってお客様または第三者が受けられた損害(データの損失、その他の直接的、間接的な損害)、またはそれらによって⽣じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は⼀切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
l お客様または第三者が本製品の使い⽅を誤った場合や、静電気や電気的ノイズの影響を受けた場合、または故障、修理の際は、記録内容が変化したり、消失したりする恐れがあります。
l 本体内部に⽔が⼊ったり、ぬれたりしないようご注意ください。
l 記載の社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意
次の警告表⽰は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します。

警告

取扱を誤った場合、使⽤者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの

注意

取扱を誤った場合、使⽤者が傷害(※2)を負うこと、または物的損害(※3)の発⽣が想定されるもの※1：重傷とは、失明やケガ、⽕傷（⾼温・低温）、感電、⾻折、中毒等で後遺症が残るもの、および治療に⼊院や⻑期にわたる通院を要するものを指します。
※2：傷害とは、治療に⼊院や⻑期にわたる通院を要さないケガや⽕傷、感電等を指します。
※3：物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペット等にかかわる拡⼤損害を指します。

警告
本製品の使⽤について
l ⼈命に関わるような⽤途（医療機器、宇宙機器、航空機等、きわめて⾼い信頼性の要求されるもの）でのご使⽤は避けてください。
l 輸送機器（列⾞、⾃動⾞、船舶等）の制御など、安全性に関わるものでのご使⽤は避けてください。
l 本製品を絶対に修理、改造、分解をしないでください。
l 落としたり、投げたりして衝撃を与えないでください。
l 梱包で使⽤しているビニール袋は乳幼児の⼿の届く所に置かないでください。⿐や⼝をふさいで窒息

4

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアルするなど、ケガの原因となることがあります。
l 本製品を⽕中や⽔中に投⼊したり、加熱したりしないでください。
l 本製品の品質レベルは、⼀般⽤途（コンピュータ、OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、AV機器等）に限られます。

電池の取り扱いについて
l 電池は乳幼児やペットが飲み込まないように⼿の届かない所に置いてください。万⼀､電池を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
l 正極端⼦に過剰な⼒をかけないでください。ガラスシールが損傷し、漏液および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 電池を落下させないでください。電池を落下させた場合､ガラスシールが損傷し､漏液および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 電池に端⼦やリード線等を直接溶接しないでください。はんだ等の溶接の熱により、⾦属リチウムを溶融するほどの危険な⾼温度になり、電池の変形、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。はんだ付けが必要な場合は、端⼦付きあるいはリード線付き電池の端⼦やリード線に⼿はんだしてください。こて先温度は 350℃以下、はんだ付け時間は 5 秒以内で、なるべく短時間にしてください。はんだ浴の場合、浴上で停滞したり、浴内に落下したりする可能性がありますので、当社にご相談ください。なお、過剰にはんだを付けますと、余分なはんだがプリント基板上に回りこみ、電池をショートさせたり、電源ラインと接続した電池が充電されるおそれがあります
ので、ご注意ください。
l 電池をショートさせないでください。電池の（＋）極と（−）極を針⾦等で接続したり、電池を⾦属製のネックレスやヘアピン等と⼀緒に持ち運んだり、保管しないでください。電池がショート状態となり、過⼤電流が流れて、電池の変形、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 電池を充電しないでください。この電池は充電できません。充電するとガスが発⽣したり、内部ショートが⽣じて、電池の変形、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 強制放電しないでください。外部電源や他の電池により電池を強制放電すると電圧が０Ｖ以下になり、電池内部でガス発⽣して電池の変形、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 電池を加熱しないでください。100℃以上に加熱すると電池内圧が上昇し、電池の変形、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 電池を⽕の中に投⼊しないでください。⽕の中に電池を投⼊すると⾦属リチウムが溶融して電池は激しく破裂、発⽕します。
l 電池を分解しないでください。電池を分解すると刺激性・腐⾷性のガスが発⽣します。また、⾦属リチウムが発熱して発⽕する原因となります。
l 電池を加圧変形させないでください。電池の変形は、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスの発⽣原因となります。
l 機器に電池を挿⼊する際に、電池を逆に挿⼊しないでください。電池が充電されたり、ショート等で異常反応を起こして、電池を変形、漏液、発熱、破裂、発⽕させる原因となります。
l 電池を混⽤しないでください。新しい電池と使⽤した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池等を混ぜて使⽤しますと、特性の違いから、電池を変形、漏液、発熱、破裂、発⽕および刺激性・腐⾷性ガスを発⽣させる原因となります。
l 電池から出た液体に触れないでください。電池の液が⽬に⼊ったときは、⽬に傷害を与える原因となりますので、こすらずに多量の⽔道⽔等のきれいな⽔で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。 電池の液が⼝の中に⼊ったり、唇に付着した時は、すぐに多量の⽔道⽔等のきれいな⽔で

5

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

うがいをして医師に相談してください。
l 電池を⽪膚に固着させないでください。テープ等で、電池を⽪膚に固着させると、⽪膚に傷害を起こす原因となります。

6

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

電池の使⽤について
l 電池の取り付け・取り外しおよび廃棄(1) 電池を装置に取り付ける場合は（+）極が上、もしくは横向きになるように設置してください。
正極活物質である塩化チオニルは液体ですので（+）極が下になると塩化チオニルが偏在し、使⽤電流が⼤きい場合には所定の性能が得られないことがあります。
(2) 使⽤しなくなった機器からは、電池を取り外して廃棄してください。電池を接続したままにしておくと、万⼀、電池から液漏れした場合に刺激性・腐⾷性の⾼いガスが発⽣する恐れがあり危険です。
(3) 異常時において封⽌部が損傷した場合、内部から腐⾷性・導電性の電解液が流出する恐れがあります。

電池の保管について
l 電池を保管する場合は直射⽇光､⾼温､⾼湿の場所を避け、⾬⽔等のかからない所に保管してください。

電池の廃棄についてl この電池を廃棄する際は、電池 1 個毎に（＋）極と（−） 極を絶縁性テープで絶縁し、所在地の市町村が指⽰する分別ルールにしたがって「使⽤済みリチウム電池」として廃棄してください。

注意l 本製品の上に物を載せたり、本来の⽬的以外に使⽤したりしないでください。ケガや故障の原因になります。
l 通電中は、濡れた⼿で基板や接続ソケット等に触らないでください。感電の原因となります。
l 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、⾝近な⾦属（ドアノブやアルミサッシなど）に⼿を触れて、⾝体の静電気を取り除くようにしてください。⾝体等からの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。
l 内部や各種コネクター部に⽔が⼊らないようご注意ください。故障の原因となります。
l 結露しない環境でご使⽤ください。故障の原因となります。
l 油煙、粉塵のない環境でご使⽤ください。故障の原因となります。
l 強電界、強磁界の発⽣する環境での使⽤は避けてください。故障の原因となります。
l 動作・保存温度、動作・保存湿度範囲内で使⽤してください。故障の原因となります。
l 腐⾷性ガス等のない環境で使⽤してください。故障の原因となります。
l 振動、衝撃の少ない環境で使⽤してください。故障の原因となります。
l 本製品を廃棄する時は、地⽅⾃治体の条例に従ってください。条例の内容については、地⽅⾃治体にお問い合わせください。

7

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

使⽤上のご注意
電波法/電気通信事業法に関するご注意
l 改造された本製品は絶対に使⽤しないでください。改造した機器を使⽤した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。
l 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク 」が本体内部貼付のラベルに印字されております。
l 本製品を分解して内部の改造を⾏った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証
明等が無効になった状態で使⽤すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使⽤されないようにお願いいたします。

電波⼲渉に関するご注意l 本製品の使⽤する周波数帯では電⼦レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、他の同種無線局、⼯場の製造ライン等で使⽤される免許を要する移動体識別⽤構内無線局、免許を要しない特定の⼩電⼒無線局、アマチュア無線局等が運⽤されています。本製品の使⽤前には、近くに上記に該当する「他の無線局」が運⽤されていないことを確認してください。万⼀、本製品と上記に該当する他の無線局との間に電波⼲渉が発⽣した場合には、速やかに本製品の使⽤場所を変えるか、または本製品の使⽤を停⽌してください。

結露(つゆ付き)に関して
l 結露が発⽣した状態で本製品を使⽤すると、故障の原因となる場合があります。結露は以下の状況で発⽣する場合があります。
・寒い場所から急に暖かい場所へ本製品を持ち込んだ時・暖房をつけ始めた場所や、エアコンなどの冷⾵が直接あたる場所で使⽤した時・冷房がついた部屋、⾞内などから急に温度、湿度の⾼いところに移動して使⽤した時・湿気の多い場所で使⽤した時
l 結露が発⽣した場合は本製品をすぐに使⽤しないでください。
本製品を 2〜3 時間程度室温で放置し、付着した⽔滴がとれるまでお待ちください。

8

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

1.製品概要本製品はZETA規格の無線通信を⾏う⽔位センサーです。
投込式⽔圧計（センサープローブ）で⽔位を測定し、定期的にZETA Serverにデータを送信します。
また、ZETA Server上では低⽔位・⾼⽔位のアラームの閾値を設定できます。

2.機能説明⽣活⽤⽔、消⽕⽔槽、井⼾、河川、下⽔道等の⽔位モニタリングに利⽤できます。

3.製品の特⻑
本製品の特⻑は以下のとおりです。
l ワイヤレスで通信し、電池で動作するので配線が不要です。
l 付属の単 3 形ER14505（塩化チオニルリチウム）電池 2 本パッキングによって、超低消費電⼒で動作します。
l 正確な測定結果がリアルタイムで送信されます。
l 流れのある場所や濁った⽔の環境は使⽤に適しません

9

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

4.セット内容
パーツ数量

ZETA ⽔位センサー1台ER14505 電池(単 3 形)
※本体取り付け済み

6本

図

4 本セット

アンテナ

1本

ブラケット

2個

セルフタッピングネジ(M5×40)

4本

アンカープラグ （ドリル径 8mm）

4本

アンテナ⽤アダプター

1個

クイックガイド

1枚

クイックガイ
ド保証書

1枚保証書※市販の単 3 形アルカリ電池(1.5V)はご利⽤いただけません。
※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若⼲異なる場合があります。

102 本セットZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

5.各部の名称
本体① 電池② 電源スイッチセンサーの電源のON/OFFができます。
③ 電池ソケット④ センサー接続ポート⑤ アンテナポート⑥ 防⽔ケーブル⑦ センサープローブ①③②⑤④⑥⑦11

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

6.本体の設置
本製品は下記のいずれかの⽅法で設置してください。
l 壁掛けして設置する
l 柱に設置する

6.1 壁掛けして設置する
6.1.1 事前準備
下記の設置⽤部品と⼯具を⽤意してください。

設置⽤部品(付属品)

ブラケット×2
セルフタッピングネジ×4
アンカープラグ×4

⼯具(市販品)

M6 六⾓レンチ
ドリル(ドリル径 8mm)
ハンマー
プラスドライバー※設置には、ドライバーやドリルなどの⼯具（別売）が必要となります。
※アンカープラグを使⽤する場合は、壁⾯への⽳あけが必要となります。
※壁⾯の素材によって設置⽅法が異なりますのでご注意ください。
※壁⾯素材がわからない場合は、施⼯業者や管理会社などにお問い合わせください。
※設置作業については⾃⼰責任となります。設置によって⽣じた問題について、当社は⼀切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

6.1.2 設置⼿順
① M6 六⾓レンチを使って、本体左側⾯の六⾓⽳付ボルトを外し、ブラケットの固定具も外します。

② 付属のブラケットを取り付けます。固定具でブラケットを挟み、六⾓⽳付ボルトで固定します。

12

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル③ 端末を取り付ける壁⾯の位置を決め、ブラケットのネジ取付⽳の位置にドリルで⽳を開けます。
④ ドリルであけた⽳にアンカープラグを差し込みます。アンカーが⼊らない場合はアンカーをハンマーで軽く打ちます。

⑤ プラスドライバーを使⽤して、ブラケットをセルフタッピングネジで固定します。

13

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

6.2 柱に設置する
6.2.1 事前準備
下記の設置⽤部品と⼯具を⽤意してください。

設置⽤部品(付属品)

ブラケット×2
セルフタッピングネジ×4
アンカープラグ×4

ブラケットの⼨法

設置⽤部品(市販品)

柱取り付け⽤部材⼀式×2
例：ナット、ワッシャー、Uボルト(コ型ボルト、ワイヤーUボルト)※上図「ブラケットの⼨法」を参考に準備してください。

⼯具(市販品)

M6 六⾓レンチ
スパナ※設置には、スパナなどの⼯具（別売）が必要となります。
※柱は⼗分に強度があるものを使⽤してください。
※柱に取付ける際は確実に固定してください。
※設置作業については⾃⼰責任となります。設置によって⽣じた問題について、当社は⼀切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

6.2.2 設置⼿順
① M6 六⾓レンチを使って、本体左側⾯の六⾓⽳付ボルトを外し、ブラケットの固定具も外します。

② 付属のブラケットを取り付けます。固定具でブラケットを挟み、六⾓⽳付ボルトで固定します。

14

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル③ 市販の設置⽤部材（Uボルト、六⾓ナット、ワッシャー等）を使ってブラケット部を柱に取り付けます。

15

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

7.電源オン
本製品の電源をオンにします。
オンにした後、本製品は⾃動的に周りのZETAネットワーク(AP/Mote)を探して、登録かけ、データを送信します。しばらくたった後、ZETAクラウド上の「データ履歴」にデータ更新します。
※「データ履歴」の確認⽅法は 10.2.3 をご参照ください。

7.1 事前準備
下記の⼯具を⽤意してください。
⼯具（市販品）

M6 六⾓レンチ

7.2 ⼿順① M6 六⾓レンチを使⽤して上部の 4 つの六⾓⽳付ボルトを外し、カバーを開けます。

② 本体内部の電源スイッチをオンにします。

※電池の交換・取り付けの際には、販売店にて専⽤パックをご購⼊下さい。

16

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル③ カバーを閉めて、六⾓⽳付ボルトを取り付けます。

17

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

8.防⽔処理本製品のアンテナ接続部とセンサー接続部に防⽔処理を施します。

8.1 事前準備
下記の設置⽤部品と⼯具を⽤意してください。
設置⽤部品(市販品)

防⽔テープ
融着テープ

※防⽔処理作業については⾃⼰責任となります。作業によって⽣じた問題について、当社は⼀切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

8.2 処理⼿順① 本製品下部のアンテナポートにアンテナ⽤アダプターを接続し、付属のアンテナを接続します。

② 接続部分に防⽔テープを巻きます。その上に融着テープを巻き、再度防⽔テープを巻きます。接続部分を 3 層で保護します。

③ 同様にセンサー接続ポートにも②の順にテープを巻きます。

18

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

9.センサープローブの設置
⽔位を検知するセンサープローブ部を設置します。センサープローブ部が⽔の底に付くように設置してください。

※⽔の流れなどにより、センサープローブ部に固形物（沈殿・堆積物など）が当たると正しいデータが得られず破損することがあります。ご注意ください。
※油、薬品、ちり、ほこり、腐⾷性・可燃性・爆発性の液体のかかる場所や腐⾷性・可燃性・爆発性のガス等が⽣じる場所、急激な温度変化の起こる場所、直射⽇光のあたる場所、振動・衝撃の加わる場所等での使⽤および保管はしないでください。
※結露や氷結が発⽣すると、正しい特性が得られない場合があります。

19

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

10.デバイスの設定
本製品は、ZETA Serverの管理画⾯に登録し、管理できます。ZETA Serverの管理画⾯やログイン⽅法について、詳しくは別紙ZETA Serverのマニュアルをご確認ください。
ZETA Server管理画⾯ログインURL

https://www.zeta-cloud.com/teamcms/login

20

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

10.1 ZETA Server管理画⾯の設定⽅法
ZETA Server上でデバイスを管理するためにはZETA Server上にデバイスの情報を追加する必要があります。
① ZETA Serverの管理画⾯から「ネットワークデバイス」→「Module管理」画⾯を開き、「Module管理」画⾯を表⽰します。

② 「Module管理」画⾯の「リストデータ」タブを開きます。

21

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル③ 「リストデータ」タブ内にある「デバイスマネージャー」をクリックし、リストから「追加」を選択します。

④ 「MS情報」ダイアログが表⽰されますので、必要事項を⼊⼒し、「保存ボタン」をクリックします。

表 MS情報⼊⼒項⽬⼀覧

項⽬名

⼊⼒値

企業

リストからお客様企業名を設定します。

デバイスID

本体内部、パッケージ、保証書に貼られているシリアル番号(バーコード下の 8 ⽂字の英数字)を⼊⼒します。

Device alias

本製品に関する情報を⾃由に⼊⼒します。

住所⼊⼒欄をクリックすると地図や住所⼊⼒欄が表⽰されますので、建物の場所を検索して⼊⼒します。

認証キー

アクセス認証が必要な場合に⼊⼒します。

暗号化キーと復号化キー

暗号化されている場合に⼊⼒します。

MSタイプ「⽔位センサ(WLL2ZT) 」を選択します。

※「Device alias」は「デバイスID」の⼊⼒時に同じ⽂字列が⼊⼒されますが、識別のために任意の⽂字列の⼊⼒もできます。
※「認証キー」、「暗号化キーと復号化キー」はご購⼊時に「セキュリティあり」を選択されている場合に必須な情報となります。
※電池消耗を抑えるため、ACKダウンリンクモードに設定することを推奨しております。

22

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル(設定⽅法は、ZETAサーバー「ヘルプ」からご確認ください。)

10.2 アプリケーション管理
ZETA Serverのアプリケーション管理を利⽤し、ZETA Serverに登録したデバイスの情報確認やアラーム閾値等の設定ができます。アプリケーション管理の情報を利⽤するには、デバイスの情報を資産運⽤情報として登録する必要があります。

10.2.1 資産運⽤情報の登録① ZETA Serverのトップページから「アプリケーション管理」→「資産運⽤管理」で「資産運⽤管理」画⾯を表⽰します。

② 「資産運⽤管理」のリストを表⽰し、「追加」をクリックします。

23

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル③ 資産運⽤情報の項⽬をすべて⼊⼒し、「保存」ボタンをクリックします。
項⽬はすべて⼊⼒が必須です。

表 資産運⽤情報の⼊⼒項⽬⼀覧

項⽬名

⼊⼒値

企業

リストからお客様名を選択します。

資産コード

資産を管理する番号等を⼊⼒します。⾃由に⼊⼒できます。

資産別名

資産の名称等を⾃由に⼊⼒できます。

資産種別

資産の分類を設定して⼊⼒します。

ロケーションレベル 1設置場所(建物名等)を⼊⼒します。

ロケーションレベル 2

設置場所(部屋名等)を⼊⼒します。

ロケーション

デバイスの設置場所を⼊⼒します。地図上から指定できます。

Dデバイスタイプ

デバイスタイプを選択します。ここでは「MS」を選択します。
(「MS」→センサー設定時に選択、watcher Mote→中継器などのMote設定時に選択)

取付装置

Module管理で登録したデバイスを選択します。リストに表⽰されたデバイスをチェックして選択します。デバイスは検索して選択できます。この項⽬を正しく選択しない場合、デバイスと資産が関連付けできません。ご注意ください。

※資産別名は資産コード⼊⼒時に同じ⽂字列が⼊⼒されますが、識別のために任意の⽂字列を⼊⼒することも可能です。
※取付装置が正しく設定されていない場合、ZETA Server上で設定した情報が正しく反映されない場合があります。必ず正しいセンサーを選択してご使⽤ください。

24

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

10.2.2 設定変更
資産管理画⾯上でデバイスのアラームのための閾値等の設定ができます。
① ZETA Serverのトップページから「アプリケーション管理」→「資産運⽤管理」で「資産運⽤管理」画⾯を表⽰します。

② 設定を⾏うセンサーにチェックを⼊れます。

25

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル③ 「コントロール」を選択してリストを表⽰します。

④ 表⽰されたリストから設定したい項⽬を選択します。項⽬については以下の表をご覧ください。

26

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

表 コントロール項⽬⼀覧項⽬説明

アラーム通知期間を設定
する

アラームの通知間隔が設定できます。
通知間隔(分)や、定期的に通知するか、⼀度だけ通知するかが選択できます。

アラーム通知期間の確認

アラーム通知時間を確認します。

警告閾値を設定する

アラームを通知する値を設定します。上限値や下限値の両⽅を設定、またはどちらか⼀⽅だけを設定することができます。

アラーム閾値を確認する

既に設定されているアラーム閾値の値を確認します。

アラームリリースの閾値

現場環境によって電池の消耗が早くなることを回避するためにアラーム通知の許容範囲を設定します。既定値は 0 に設定されていますが、設定によって値を変更できます。

アラーム解除閾値の確認

現場環境が不安定な場合、検知が短時間に変動することで電池消耗が早くなることがあります。これを回避するためにアラーム通知の許容範囲を設定します。既定値は 0 に設定されています。

アラーム有効状態を設定する

アラームの有効状態を設定します。有効にするには「アラーム有効」を選択し、無効にするには「アラームを無効」を選択します。

アラーム可能状態を確認する

現時点でのセンサーのアラーム機能が有効になっているか無効になっているかを確認します。

取得サイクル期間の設定

センサーが感知したデータを取得する間隔(秒)を設定します。設定範囲は 1〜65535 秒です。また、リアルタイムでデータを取得することも選択できます。
※リアルタイムで取得の場合、電池の消耗量が⼤きくなります。

取得サイクル周期の問い
合わせ現時点でのデータの取得サイクルを確認します。

クエリ状態

設定を⾏わずにセンサーが感知した状態を取得することができます。

デバイスの範囲を設定する

デバイスの測定範囲を設定します。既定値は 0〜5mまでとなります。
※現状はご使⽤になれません。

デバイスの範囲を取得する
キャリブレーション初期
値を取得
バージョン番号を確認す
る

デバイスの測定範囲を確認します。
「基準値を設定する(⾮ 0)」で設定した基準値を確認できます。
センサーのバージョン番号が確認できます。

ハートビート報告時間を設置する(分)指定したセンサーの通常状態を感知したデータをアップリンクする間隔(分)を設定します。

ハートビート報告時間を照会する(分)設定したハートビートの報告時間(分)を確認します。「資産状況」画⾯の状態の箇所に情報が表⽰されます。

基準値を設定する(⾮ 0)センサーの測定状況によって基準となる値を設定できます。
例えば、10cmの⽔の中にセンサーを設置して基準値を「0」に設定すると、現状の測定値は「0cm」となります。

※センサーの種別によってリストに表⽰される項⽬は異なります。
※「デバイスの範囲を設定する」は現在設定できません。既定値から変更したい場合は、ご購⼊時にご連絡ください。

27

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

10.2.3 資産状況
ZETA Serverに登録したデバイスの状況を地図上や履歴データとして表⽰できます。

地図上の表⽰① ZETA Serverの管理画⾯から「アプリケーション管理」→「資産状況」をクリックします。
② 「地図データ」タブをクリックします。登録デバイスをアイコンとして地図上に表⽰します。

l アイコンをクリックするとデバイスの詳細情報が表⽰されます。
l 正常な状 態のデバイスは緑⾊のアイコンで表⽰されます。
l アラームが通知されているデバイスはアイコンが⾚くなり、地図上でバウンドして表⽰されます。

履歴データ
ZETA Serverの管理画⾯から「アプリケーション管理」→「データ履歴」をクリックします。登録デバイスの履歴をすべて表⽰します。

l アラームが表⽰されている⾏は⾚く表⽰されます。
l デバイスの資産番号や資産別名、資産タイプ等で表⽰を絞り込むことができます。

28

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル29

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

１１.主な製品仕様
製品型番
無線機能

WLL2ZT92
通信規格

ZETA

動作周波数帯域920〜928MHz

送信電⼒

13dBm(20mW)
ER14505 電池（単 3 形）
4 本パッキング×1(センサー)
2 本パッキング×1（ZETAモジュール）センサー：2700mAh×4
ZETAモジュール：2700mAh×2

使⽤電池
電源

製品仕様センサー動作環境

電池容量
待機電流

≦5μA(ACKダウンリンクモード)

動作電流

≦70mA

サイズ

160×110×60mm(突起部、ケーブル除く)

本体材質

アルミニウム

防⽔/防塵性能

IP65

アンテナ

外付けスティックアンテナ

測定範囲０〜5m

測定精度

±0.5％

動作温度

-20℃〜75℃

保管温度-30℃〜85℃

電波法 ⼯事設計認証番号:006-001024
電気通信事業法 認証番号:D21-0033001※すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。

１２.トラブルシューティング
故障かなと思ったら以下を確認してください。
・センサーの電源スイッチがオンになっているか確認してください。
端末がZETA Serverに接続できま ・ZETA Serverから削除して、もう⼀度ZETA Serverに登せん。
録し直してください。
・
電池残量がなくなっている場合は、センサーの電池を交換してください。
センサーはどのくらい待てば接続されますか？

プロトコルによりますが、以下を⽬安としてください。
ZETA-Pの場合：電源を⼊れてから 1〜10 分
ZETA-Sの場合：電源を⼊れてから 3〜30 分※上記の時間お待ちいただいても接続されない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

電源オンの確認はどのようにすればよいですか？

ZETA Serverの画⾯上にて正常に稼働したかを確認してください。

30

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

電池の交換はいつ⾏えばよいですか？

電⼒使⽤状況を確認し、低電⼒時に交換してください。電圧残量の⽬安は 3.0Vです。電圧残量が 3.0V以下になりましたら、電池の交換をおすすめします。
電⼒使⽤状況はZETA Server上のアプリケーション管理を使⽤している場合、「ネットワークデバイス」→「Module管理」画⾯にて確認できます。市販の単 3 形アルカリ電池(1.5V)はご利⽤いただけませんのでご注意ください。

31

ZETA ⽔位センサー(WLL2ZT92) ユーザーマニュアル

13.アフターサービス
お問い合わせについてアフターサービスについては、下記までお問い合わせください。

株式会社テクサー〒206-0034 東京都多摩市鶴牧 1-1-14 コージィーコート２F 1
０４２-４００-７５８２
受付時間 ９:00〜１２:00、１２:00〜１８:00(⼟、⽇、祝祭⽇および当社規定休業⽇を除く)

Eメールアドレス：support@techsor.co.jp
l 通話中の場合、しばらくたってからおかけ直しください。
l 電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。
l 年末年始などの休業⽇には、お客様への対応ができない場合がございます。
※本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、⽇本国内限定とさせていただきます。

32

MEMO

MEMO

MEMO

ZETA ⽔位センサー
WLL2ZT92