デジタルストレージオシロスコープ
DCS-2000E シリーズカタログ

Digital Storage Oscilloscope

70MHz/100MHz/200MHz デジタルストレージオシロスコープ

DCS-2000E SeriesDCS-2000E シリーズ
FFT 10M

ピークサーチI2C / SPI
UART
CAN/LIN

120,000
波形 / 秒PC

標準価格

機種名（税抜）FFT ピーク

プリンタ

周波数帯域※(–3dB)CH 数

DCS-2074E ￥169,000
DCS-2104E ￥199,500
DCS-2204E ￥232,000

444

DC ～ 70MHz

DCS-2072E ￥98,500
DCS-2102E ￥135,000

22

DC ～ 70MHz

DCS-2202E ￥192,000

2DC ～ 200MHz

サンプリングレート※

DC ～ 100MHz
DC ～ 200MHz

最高 1GS/s

DC ～ 100MHz※1︓1mV/div における帯域は、～ 20MHz※2︓4CH モデル︓最高 1GS/s（1CH または 2CH 使用時）、、最高 500MS/s（3CH または全 CH 使用時）
2CH モデル︓最高 1GS/s（全 CH）

LCD:
8 インチ
WVGA

Hardcopy:
Search:画面印刷または 波形検索、メモリへ保存
FFT ピーク

USB ホスト :USB メモリにデータ保存

プローブ補正用CAL 信号

MATH: 四則演算、 波形拡大
FFT、FFT
スクロール、拡張演算機能
サーチプレイOPTION:APP のメニュー

BUS: シリアルバス
CAN、LIN、UART、
I2C と SPI の設定

10M

リモートコントロール
用 USB ポート

CAL:
垂直軸校正用信号を出力

120,000
波形 / 秒

メモリ長

ノーマル

ズーム

FFT

1k
10k
100k
1M
10M

○
○
○
○
○

×
○
○
○
○

○
○
○
○×

※︓FFT 波形のデータは、波形データの半分です。

FFT（ズームウィンドウ）×○○××

LAN: リモートコントロール
リモートディスク用

Go/NoGo:
判定結果をパルスで出力盗難防止スロット :ケンジントン盗難防止スロット準拠

ワールドワイド
AC100V-240V
50 ～ 60Hz

FFT

通常のメモリ取得

2

セグメント1

波形メモリ長1000 ポイント
10K ポイント
100K ポイント
1M ポイント
10M ポイント

統計

準備時間

3

セグメント数1 ~ 29,000
1 ~ 2,900
1 ~ 290
1 ~ 20
1~2

4

次のトリガ

最大 29,000 セグメント5n

リニア RMS、dBV RMS を選択可能

FFT ウィンドウ

方形、ハミング、ハニング、ブラックハリス

マーカ機能

最大 10 個のピークマーカまたはレベルマーカ

垂直スケール

振幅または垂直位置

水平スケール

Hz/Div とセンター周波数※※︓FFT 波形のデータは、波形データの半分です。
FFT 使用時の波形メモリ長は、FFT 表示設定により制限されます。
FFT の周波数スケールは、信号の水平スケールに依存します。
FFT 波形データは、波形データの半分になります。

表示中のセグメント番号

総セグメント数

進行表示

最初のセグメントからの時間停止アイコン

指定した自動測定値を全セグメントの統計（Bin 数を設定）で表示します。

リスト

垂直軸スケール

Bin数

項目選択

カーソルと選択したbin

選択したl項目の統計
各セグメントの自動測定結果を一覧表示できます。
測定一覧は、外部 USB へ保存できます。

FFT ピーク

サーチイベントまたはピークマーカ
スタート
周波数

ストップ
周波数

選択したマーカを画面中央へ移動

FFT振幅
スケール

ピーク
振幅値

イベント番号

ピーク/マーカ振幅値 ピーク/レベル選択 しきい値レベル ピーク番号 ピーク周波数

測定の種類
測定結果
選択
カーソル

測定値の一覧表示

保存先

Remote Disk、外部 USB メモリまたは内蔵ディスク※間隔

波形データ 2 秒 ~ 2 分、画面イメージ 5 秒 ~2 分

時間

5 分 ~ 100 時間 (5 分ステップ︔<10 時間、1 時間ステップ︔≧ 10 時間）※データサイズが大きい波形データは、内蔵ディスクには保存できません。

※：水平スケールが <1µs/div の場合は、全メモリと画面は同じです。

サーチイベントマーカ
ピークサーチフィルタなしローパス
フィルタ

フィルタの種類

検索条件 エッジ、パルス、ラント、Rise/Fall Time、FFT、Peak、Bus

範囲

ハイパス

1Hz ~ 500MHz

ローパス

1Hz ~ 500MHz

I2C / SPI
UART
CAN/LIN

ハイパス
フィルタ

デジタルフィルタアイコン

最大リミット

許容差

レシオ:
NG回数 / テスト回数最小リミット

シリアルバスを選択

トリガ

デコードデータ（16 進 /2 進を選択可能）
機能

ソケット接続トリガタイプ
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、ALT、バス︓I2C、SPI、UART、CAN、LIN
イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)

イベント遅延の例
A

B

1C

2

3

D

A
B
C
D

エッジトリガソース（CH1 〜 CH4、EXT*）
遅延トリガのソース（CH1 〜 CH4、EXT*）
イベント遅延カウント ( 例：3 カウント )最初のトリガポイント

A
B
CD

エッジトリガソース（CH1 〜 CH4*、EXT*）
遅延トリガのソース（CH1 〜 CH4*、EXT*）
遅延時間 ( 範囲：4ns ～ 10s)
最初のトリガポイント

内容LAN 経由でコントロールが可能です。
ネットワーク上の共有フォルダを保存先リモートディスクとして利用できます。

ネットワーク
DCS-2000E

NAS（Network Attached Storage）を保存先にできます。

リモートディスク機能

時間遅延の例AC
B

D※CH3、CH4 は 4CH モデル。EXT トリガは 2CH モデル。

※保存可能な波形データ形式には、LSF 形式と CSV 形式があります。
LSF は独自フォーマットのため表計算ソフト等では読めません。

垂直軸（共通仕様）
分解能
感度
入力結合
入力インピーダンス

8 ビット
1mV/div ※ 1 ～ 10V/div
AC、DC、GND
1M Ω // 約 16pF
± 3％ フルスケール︔2mV/div ～ 10V/div
DC ゲイン確度※ 2± 5％ フルスケール︔1mV/div
極性ノーマル、反転
最大入力電圧300V rms、CAT I
1mV/div ～ 20mV/div︓± 0.5V
オフセットポジション 50mV/div ～ 200mV/div︓± 5V
範囲500mV/div ～ 2V/div︓± 25V
5V/div ～ 10V/div︓± 250V
70MHz モデル︓20MHz BW
帯域制限
100MHz モデル︓20MHz、70MHz BW
200MHz モデル︓20MHz、70MHz、100MHz BW＋、－、×、÷、FFT、FFTrms、ユーザー定義演算演算
ソース CH︓CH1 ～ CH4 ※ 2、Ref1 ～ Ref4 ※ 2
選択 CH のスペクトラム振幅を表示
垂直スケール︓リニア RMS または dBVrms に設定可能。
水平スケール︓変更可能
波形のFFT 演算
垂直 / 水平ポジション︓設定可能
演算機能
FFT ウインドウ︓方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択
FFT 波形メモリ長︓最大 1M ポイント（波形メモリ︓10M ポイント時）
ユーザー 積分 , 微分 , log, Ln, Exp, Sqrt, Abs, Rad, Deg, Sin, Cos, Tan,
定義演算 Asin, Acos, Atan
トリガ
ソース
CH1、CH2、CH3 ※ 2、CH4 ※ 2、Line、EXT ※ 3
オート (100ms/div 以下でロールモードをサポート )トリガモードノーマル、シングル
エッジ、パルス、ビデオ、ラント、Rise&Fail、タイムアウト、
ALT、
トリガタイプ
イベント遅延 (1 ～ 65535 イベント )、時間遅延 (4ns ～ 10s)、
バス︓I2C、SPI、UART、CAN、LIN
ホールドオフ範囲
4ns ～ 10s
結合
AC、DC、LF rej、HF rej、ノイズ rej.
感度
1div
外部トリガ
範囲
± 15V
DC ～ 100MHz︔ 約 100mV
感度
100MHz ～ 200MHz︔ 約 150mV
入力インピーダンス
1M Ω± 3％ // ～ 16pF
水平軸
1ns/div ～ 100s/div (1-2-5 ステップ )水平時間レンジ
ロールモード︓100ms/div ～ 100s/div
プリトリガ
最大 10 div
ポストトリガ最大 2,000,000 div
確度
1ms 以上の任意の間隔で± 50ppm
4CH モデル︓最高 1GS/s（1CH または 2CH 使用時）、リアルタイム
最高 500MS/s（3CH または全 CH 使用時）
サンプルレート
2CH モデル︓最高 1GS/s（全 CH）
最高 10M ポイント /CH
メモリ長
メモリ長選択可能︓1K、10K、100K、1M、10M ポイント※ 4
アクイジションモード ノーマル、平均、ピーク、シングルピーク検出
2ns ( 代表値 )平均
2 ～ 256 回、選択可能
X-Y モード
X- 軸入力チャンネル 1︔チャンネル 3 ※ 2
Y- 軸入力チャンネル 2︔チャンネル 4 ※ 2
位相差± 3°（100kHz にて）※ 1︓1mV/div の周波数帯域は、DC ～ 20MHz です。
※ 2︓CH3、CH4、Ref3、Ref4は、4CH モデル。
※ 3︓2CH モデル。
※ 4︓FFT 使用時は、最大 1M ポイント。FFTズーム使用時は、最大100Kポイントです。
※ 5︓画面に表示可能なマークは 1000 以下です。

カーソルと測定
カーソル
カーソル測定自動測定
電圧 / 電流時間
遅延時間

振幅、時間、ゲート機能あり（自動測定時）
単位︓秒 (s)、Hz（1/s)、位相（°）、レシオ（％）
カーソル間の電圧差 ∆V（電流差 ∆A）、カーソル間の時間差（∆T）
FFT 時︓周波数と振幅（dB または V)
36 項目︓画面下部に最大 8 項目まで同時表示可能
ゲーティング機能︓全メモリ、画面、カーソルで指定可能
統計︓最大 1000 データで平均、最大、最少、偏差を表示可能
p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、
サイクル平均、RMS、サイクル RMS、エリア、サイクルエリア、ROV シュート、FOV シュート、RPRE シュート、FPRE シュート
周波数、周期、立上り時間、立下り時間、＋幅、－幅、デューティー比、＋パルス、－パルス、＋エッジ、－エッジ
FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相周波数カウンタ
6 桁、2Hz ～定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
コントロールパネル機能
全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定
Autosetします。（Autoset 取り消し可能）
パネル設定の保存
20 セット
波形の保存
24 セット機能
最大 29,000 波形をトリガ毎に取得。（メモリ長︓1K ポイント時）
セグメントメモリ機能
統計演算︓セグメント機能時の自動測定値の統計が可能
波形サーチ機能
サーチ条件で波形に最大 10,000 マークを設定・検索。※ 5
最大ピークを 10 まで表示可能。しきい値の設定可能
FFT ピークサーチ
ピークのイベント（周波数、振幅）を一覧表示可能。一覧を CSV
で USB へ保存できます。
FFT スケール表示
dBV スケール選択時に画面右にスケールを表示
デジタルボルトメータ
デジタルフィルタ機能
データログ機能
Go-NoGo 判定機能
ディスプレイ
TFT 液晶
画面分解能
補間機能
波形表示
波形更新レート目盛
インターフェース

3 桁 電圧計︓ACV rms、DCV、DCV rms、5 桁 周波数カウンタ、ローパス / ハイパスフィルタを設定可能
CH ごと、CH 連動も可能。範囲︓1Hz ～ 500MHz
波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間まで USB メ
モリまたはリモートディスク（LAN 経由）で記録します。
時間︓2 秒～ 2 分（波形データ）、5 秒～ 2 分（画面イメージ）
時間︓5 分～ 100 時間
上限 / 下限リミット、許容値（0.4％～ 40％、0.4％ステップ）
8 インチ WVGA カラー TFT LCD ディスプレイ
WVGA︓800（水平）× 480（垂直）Sin(x)/xドット、ベクトル、可変パーシスタンス︓16ms ～ 4s、無限パーシスタンス、オフ
最大 120,000 波形 / 秒
8 x 10 div

USB 2.0 ハイスピード ホストポート︓
USB メモリへ波形データ等を保存または呼出USB 2.0 ハイスピード デバイスポート︓
背面パネル PC コントロールまたは印刷（PictBridge 対応プリンタ）
RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX 機能サポート
Ethernet ポート
リモートディスク機能
USBポート

前面パネル

Go-NoGo 判定出力端子 BNC メス、最大 5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止盗難防止ロック
スロットに接続可能
言語
マルチ言語メニュー
その他
日付と時間
内蔵ディスク
電源電圧 / 消費電力
操作環境
寸法
質量

付属品

日本語、英語その他使用可能
日付と時間を画面表示、データ保存時の日付 / 保存時のタイムスタンプ
32MB
AC 100V ～ 240V、50 ～ 60Hz、30W
0℃～ 50℃。
相対湿度≦ 80％ at 40℃以下、相対湿度≦ 45％ at 41℃～ 50℃
384.0(W) × 208.0(H) × 127.3(D) mm
約 2.8kg

ユーザーマニュアル CD、電源コード、プローブ（CH 数分）

h t t p : / / w w w . d a i i c h i - k a g a k u . c o . jp /本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-61662017.05.08 JDCS2000E1705(TTC030) Printed in Japan.