2 軸コントローラドライバ

QT-CM2
QT-CM2 / QT-CM2-35
取 扱 説 明 書
2軸コントローラドライバ（0.75Aタイプ）

QT-CM22軸コントローラドライバ（0.35Aタイプ）

I/O

IN
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN STROU CO OBM
OU T 1 E
OU T 2OU T 3
OU T 4
OU T S
T TR
CO O
M BE

4
_
5
_
LIN
6
LIN K LIN
7K LIN K8
K MMMS
Fix
C
_
ress
6
OF
_ F ON
1
2
3

OF
ON F

B

LINK
Adr

OF
ON F

A
SW

1

Powe
r SW

Joy
Ke
y
Link
US

B
RS
-232

C
Po
wer

LE
D

Re

se

tS

W

3

QT-JS

ER

_

LL

_

ive NTRrO

2Dr

アナログジョイスティック

NC
NO

2
w -AX

IS
QTith Mic
ST
A
-C
M2rostepGE COOF
1
ON F NCNO

操作ボックス

QT-K

5QT-CM2-35

QT-CM2［ご使用の前に］はじめにお買い求めいただき、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

QT-CM2およびQT-CM2-35の機能を十分に使いこなしていただくために、この取扱説明書をお役立てください。

■本書について
本書は、次の4つのセクションに分けて解説してあります。

1.
2.
3.
4.

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4

本体編
操作ボックス編
通信制御編
付録● 本書は、QT-CM2とQT-CM2-35の2つのコントローラを QT-CM2 と表記し解説してあります。これら2つのコン、電磁ブレーキ制御機能（QT-CM2：機
トローラは、モータ電流（QT-CM2：0.75A/相、QT-CM2-35：0.35A/相）
が異なるだけで、双方に操作上の違いはありません。
能あり、QT-CM2-35：機能なし）● 本製品をはじめてお使いになる場合は、該当する各セクションをよくお読みになり、製品を十分ご理解の上正しくお使いください。

■ 付属品について
本製品の付属品は下記のとおりです。お使いになる前にご確認ください。
■ QT-CM2（K）, QT-CM2-35（K）■ QT-CM2, QT-CM2-35
取扱説明書（本書）................................................... 1

取扱説明書（本書）................................................... 1

ゴム足 ..................................................................... 4

ゴム足 ..................................................................... 4

リンクケーブル ....................................................... 1

リンクケーブル ....................................................... 1

CD-ROM ............................................................... 1

CD-ROM ............................................................... 1■ QT-K,QT-JS
（単体）
取扱説明書
（本書）................................................... 1

ご使用の前にモータ電流にご注意ください
QT-CM2には、モータ電流（駆動電流）が異なる2つのタイプがあります。QT-CM2が0.75A/相、QT-CM2-35が0.35A/相となり、使用できるステージが異なります。

安全にお使いいただくために● 本製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたものです。従いまして、人命に関わるような状況下での使用やシステム用としての使用を目的として、設計・製造されたものではありません。
● 本製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予想される設備への適用に対しては、バックアップやフェイルセーフ機能をシステム的に設置してください。

ご採用に際してのご注意
当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事由から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

2

［ご使用の前に］QT-CM2

使用上のご注意
QT（キューティー）シリーズは、安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、間違った使い方をすると、火災や感電などによる人身事故につながることがあり危険です。このような事故を防ぐため注意事項を必ずお守りください。

t SW
Rese

本製品は精密部品で構成されておりますので、ショック

本製品に水などがかかると大変に危険です。そのようなを与えたり、振動の多い所などで使用しないでください。

ところでの使用は避けてください。

Rese
t SW

電源の入った状態でのコネクタ脱着は、故障の原因となりますのでおやめください。

直射日光の当たるところ、エアコン・暖房器具などの近くや、急激に温度が変化する場所では、使用しないでください。

本製品は通電時かなりの発熱があります。放熱用スリッ
トは絶対にふさがないでください。また、通気の悪い場
所では使用しないでください。

AC100Vのケーブルは、必ずアース付きの3Pコンセ
ントへ差し込み確実にアースをとってください。3P⇒
2Pの変換プラグなどは絶対に使用しないでください。

モータ電流0.75A/相（QT-CM2）
0.35A/相（QT-CM2-35）

固定されているパネルやカバーを外したり、改造や部品を変更しての使用は、絶対に行わないでください。

本製品で、駆動できるモータ電流は0.75A/相（QT-CM2）
または0.35A/相（QT-CM2-35）です。これと異なる（例えば1.4A/相などの）モータは駆動しないでください。また、指定以外の結線方式のモータも使用しないでください。

3

QT-CM2［ご使用の前に］

目次
はじめに ................................................................................... 2

移動モード時の操作と設定 .................................................... 41

使用上のご注意 ........................................................................ 3

STPモード（ステップ送りモード）......................................... 42■ STPモードの操作（ステップ数の設定と移動）......... 42

Section 1

ABSモード（アブソリュート移動モード）.............................. 44■ ABSモードの操作 .................................................... 44

本体編

TSTモード（テストモード）.................................................... 45

ご使用までの手順 .................................................................... 6■ TESTモードの操作 .................................................. 45

システム概要と主な仕様 ......................................................... 7■ QT-CM2とホストコンピュータ間の■ 特長 ............................................................................ 7

通信テスト .............................................................. 46■ 概要図 ......................................................................... 7

PRMモード（パラメータ設定モード）.................................... 47■ 一般仕様 ..................................................................... 8■ PRM（パラメータ）の操作 ........................................ 47■ 性能仕様 ..................................................................... 8

SPDモード（速度設定モード）............................................... 48

通信仕様 ................................................................................... 9■ SPDモードの操作 .................................................... 48■RS-232C .................................................................... 9

ANGモード（ステップ角設定モード）.................................... 49■USB ............................................................................ 9■ ANGモードの設定 ................................................... 49■機器リンク（RJ-11）.................................................... 9

PRGモード（プログラムモード） ........................................ 50■汎用 I/Oコネクタ ......................................................... 9■ PRGモードの選択 ................................................... 50

設置 ...................................................................................... 10■ RUN：プログラムの実行 ........................................ 51■ ゴム足取付位置 ........................................................ 10■ TCH：ティーチングの開始と保存 .......................... 53■ 設置用取付穴について ............................................. 11■ EDT：ティーチングデータの編集 ........................... 54

各部の名称と働き .................................................................. 12■ DEL：プログラムの削除 ......................................... 55■ 本体 .......................................................................... 12

Home（原点復帰）................................................................... 56■ 操作部 ....................................................................... 13■ Home（原点復帰）の操作 .......................................... 56

接続-1（基本接続）.................................................................. 14

Section 3■ 基本接続 ................................................................... 14
接続-2（リンク接続）............................................................... 15

通信制御編■ リンク接続 ............................................................... 15
接続-3（電磁ブレーキボックスの接続）.................................. 16

通信制御について .................................................................. 58

DipSWの設定 ........................................................................ 17■ 通信制御を行うための通信設定について ................. 58

パラメータ ............................................................................. 18

RS-232C通信仕様 ................................................................ 59■ パラメータ一覧 ........................................................ 18

コマンドレスポンス ............................................................... 59■ パラメータの設定 ..................................................... 19

本書のコマンドについて ....................................................... 60■ パラメータの詳細 ..................................................... 19

コマンドの書式 ...................................................................... 61

原点復帰動作 ......................................................................... 24

コマンド一覧 ......................................................................... 62
コマンド ................................................................................. 63

Section 2

エラーコード ......................................................................... 84

操作ボックス編

Section 4

電源投入時の表示 .................................................................. 36

付録

QT-Kのモード遷移 ................................................................ 37
メニュー画面 ......................................................................... 38

センサ入力回路 ...................................................................... 86■ メニューの選択 ........................................................ 38

汎用入出力回路 ...................................................................... 87

JOGモード ............................................................................ 39

PLCを使用した汎用入出力端子の使用例 .............................. 88■ JOGモード画面 ....................................................... 39

コネクタ仕様 ......................................................................... 92

JOGモード時の操作について ............................................... 39

安全上の定期点検 .................................................................. 93■ JOGモードの操作 .................................................... 39

保証と修理／その他 ............................................................... 94

1. 低速ジョグ送り .................................................. 39
2. 高速ジョグ送り .................................................. 39
3. 1パルス送り ....................................................... 40

4Section 1
本体編

QT-CM2［本体編］

ご使用までの手順
本製品を使用するための手順は次のとおりです。
この「ご使用までの手順」
は、QT-CM2をすぐに使ってみたいという方のために、おおよその手順が示してあります。
各項目の詳しい説明については、それぞれの参照先をご覧ください。

1 接続※通電させるときは必ずB軸
ステージを接続してください。

ステージ、操作ボックス、コンピュータ、ACアダプタなどの接続を行います。

A軸
QT-CM2※この段階では電源への接続は行わないでください。

注意
ステージが接続されていない状態で、コントローラの電源を入れないでください。
故障の原因となる場合があります。

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2High

ホストコンピュータ

接続-1（→P.14）

操作ボックス
（QT-K）

X・Yステージ

USBまたはRS-232C

2 リミットセンサ論理設定
使用するステージや接続機器に合わせてリミットセンサ論理、機器アドレス、通信コマンドモード
を設定します。

ON

1

2

3

4

5

6

7

8

リミットセンサ論理の設定（→P.17）

3 電源ON!
電源プラグをコンセントに接続して電源スイッチを入れます。

AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ

4 パラメータ設定
パラメータの設定を行います。パラメータの設定は、ホストコンピュータ
から通信で行う方法と操作ボックスから行う2つの方法があります。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

注意：初期設定ではステージは動きません！
パラメータNo.01〜03,06の設定は必須です。特にパラメータNo.06「使用軸指定」は、初期値「全軸未使用」の設定となっていますので、必ず設定変更を行ってください。

パラメータ （→P.18）、P：コマンド（→P.77）

5 ステージ使用
手順1〜4が終了すれば、ステージが使用できます。

6

High

P：

［本体編］QT-CM2

システム概要と主な仕様■ 特長
1. マイクロステップドライバ内蔵の2軸コントローラドライバ。
2. QT-Kと接続して、手動操作、ティーチングが可能。
3. 通信制御、プログラム運転での軸制御は各軸独立および同時駆動が可能。
4. 通信制御では複数台を付属のリンクケーブルで接続することで最大6軸までの制御が可能。
5. パソコンで作成したプログラムデータを記憶し、コントローラ単体でも実行可能（専用ソフト付属）。
6. 単位表示機能（mm 、μm 、度、度分秒を記号などで簡易表示）を搭載（QT-K 使用時）。
7. USB、RS-232Cインターフェイス、および汎用入力端子・出力端子各4点／16ポートを標準で装備。
8. 電磁ブレーキ制御機能を装備。電磁ブレーキボックスQT-BK（別売）で電磁ブレーキの開閉が可能。
QT-CM2-35には、電磁ブレーキ制御機能の配線はありません（QT-BKも使用できません）。また、使用できるステージも当社製0.35A/相ステージのみとなります。

■ 概要図
リンク機能による6軸制御の接続例
ステージへ
F軸

E軸

ステージへ
D軸

C軸

B軸

A軸

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2

QT-CM2

QT-CM2

当社製MMステージ、MSSなどの 1軸〜 2軸の
ステージ

QT-JS

QT-JS

RS-232CまたはUSB

High

QT-JS

QT-K

QT-JS

QT-Kはメニュー、パラメータ、プログラム、移動などの各種操作が可能。
QT-JSはレバーによる移動操作のみ（表示部なし）。

製品番号

ホストコンピュータによる通信制御製品名

QT-CM2（K）, QT-CM2-35（K） 2軸コントローラドライバ（操作ボックス付）
QT-CM2, QT-CM2-35

2軸コントローラドライバ

QT-K

操作ボックス

QT-JS

アナログジョイスティック（レバーの傾け角による速度可変型）

7

QT-CM2［本体編］■ 一般仕様
QT-JS

外形寸法

QT-CM2, QT-CM2-35
QT-K
AC100V ±10％ 1.5A 50/60Hz
本体より供給10〜40℃／20〜80％RH（結露不可） 本体と同様
160×260×70 (mm)85×135×25 (mm)

W×D×H

（突起物含まず）（突起物含まず）

電源
周囲温度／湿度（突起物含まず）本体より供給本体と同様

100×150×40 (mm)

筐体材質

アルミ

鋼材

鋼材

質量

2.4kg

0.6kg

0.7kg

■ 性能仕様【本体】

2軸（マイクロステップドライバ内蔵） ※機器リンク機能により最大6軸制御可能
QT-CM2：当社製MMステージ、MSS、パルスステージ（0.75A/相の5相ステッピング
モータ搭載機種） ※電磁ブレーキ付ステージには電磁ブレーキボックスQT-BK（別売）

制御軸数
適合ステージが必要

QT-CM2-35：当社製小型MMステージ（0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種）
操作ボックスからの操作、またはホストコンピュータからの通信制御（RS-232C/USB）

制御機能

により、ジョグ送り、アブソリュート移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、パラメータなどの各種設定が可能

1回の最大パルス出力数
座標表示範囲移動速度指定範囲
加減速時間指定範囲
原点復帰方式リミットセンサ論理
駆動方式
駆動電流
ステップ角
自動カレントダウン

16,777,215パルス−99,999,999〜＋99,999,999
10〜500,000pps
1〜1,000ms
10種類の原点復帰モードが選択可能
本体部のDip SWで設定（通常閉：NC／通常開：NO）
5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式
QT-CM2：0.75A/相（固定）／QT-CM2-35：0.35A/相（固定）1〜1/250までの16種類
モータ停止時駆動電流を自動的に移動時の50％に低減（50％カット固定、約0.1秒後）【操作ボックス】
以下はQT-Kの仕様です。QT-JSではレバーによるジョグ移動のみの操作となります。

移動スイッチ

16文字×2行、反射型液晶
A軸＋／−方向、B軸＋／−方向

ブザー

キー入力時の確認音

表示器

英数字

移動操作

キースイッチによる移動機能

JOG：ジョグ送り
STP：ステップ移動
ABS：アブソリュート（絶対値）移動
TST：通信テスト
PRM：パラメータ表示・変更
SPD：速度・加減速時間設定
ANG：ステップ角設定
PRG：プログラムモード（実行、削除、ティーチング ※ティーチングは記憶、修正を含む）

8

［本体編］QT-CM2

通信仕様■RS-232C（EIA-574）

ストップビット

38400／4800／9600／19200
7ビット／8ビット
1ビット／2ビット

パリティビット

奇数／偶数／無コネクタ形式D-sub 9ピン オス（DTE PORT）

ボーレイト
データ長

パラメータで設定（No.53）
出荷時の設定（初期値）については「パラメータ」（→P.18）をご覧ください。

RS-232Cコネクタ配列表
ピンNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

信号名

─

TxD

RxD

DSR

GND

DTR

CTS

RTS

─

接続ケーブルはACB-RS-2（別売）、または市販のストレートタイプ［メスーメス］
を使用してください。

■USB
USB バージョン1.1 コネクタ型式：Bタイプ
QTシリーズコントローラのUSB I/Fにおいて通信速度等の通信条件は、RS-232Cと同様になります。通信条件の設定
は、RS-232Cの設定方法で行ってください。USB I/Fを用いてPCと接続する場合、PCにQTシリーズ専用のUSBドラ
イバをインストールする必要があります。
● USBドライバはコントローラに付属のQT-CDROMに収めらています。
● QTシリーズコントローラをUSB I/Fを用いてPCと接続すると、PCにCOMポートとして認識されます。そのCOM
ポートの通信条件をQTシリーズコントローラのRS-232Cの設定に合わせてください。
● 別紙のQT-CDROMの取扱説明書も併せてご覧ください。

注意
お客様が開発したUSBドライバでのご使用は、当社では動作保証できません。

■機器リンク
接続には付属の専用ケーブル（RJ-11）を使用してください。

■汎用 I/Oコネクタ
ピンNo.

1

2

3

4

5

6

信号名

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

IN Strobe

IN COM

7

8

9

10

11

12

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT Strobe OUT COM

制御方法は、「C：コマンド（汎用出力端子制御）（→P.67）」、および「Y：コマンド（汎用入力端子状態確認）（P.82）」、
をご覧ください。
回路動作は、「汎用入出力回路」（→P.87）

9

QT-CM2［本体編］

設置
QT-CM2は、次の方法で設置してください。

Re

set

SW

文字面を上に文字面を下に

縦に設置

放熱についてのご注意
2台以上を並べて使用する場合は、縦にして2cm以上のスペース設けて設置してください。
：放熱面

2cm以上

■ ゴム足取付位置
付属のゴム足を底面となる面の四隅に取り付けてください。放熱スリットを下にして使用する場合、ゴム足は必ず取り付けてください。それ以外の場合は、必要に応じて使用してください。

Re

set

SW

10

［本体編］QT-CM2■ 設置用取付穴について本体を設置する場合は、4カ所のネジ穴（M3）を使用してください。
ネジの深さ制限は5mm以下です。これを超えるネジを使用した場合、内部が破損し故障や感電などの原因となります
ので、十分注意してください。
（10mm）

4-M3
深さ制限5mm以下

50mm

70mm

10mm

（30mm）

200mm
260mm

11

30mm

QT-CM2［本体編］

各部の名称と働き■ 本体

QT-CM2-35のステージ接続端子（qe）は、図と形状が異なります。

I/O

IN
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN STROU C O O BMOU T 1 E
OU T 2OU T 3
OU T 4
OU T S
T TR
CO O
M BE

4
_
5
_
LIN
6
LIN K LIN
7K LIN K8
K MMQT
Fix
C
_
ess
6
OF
_ F ON
2
3
1

OF
ON F

5

LINK
OF
1
ON F NC
2
NO
NC
NO

_

_

3

B

Adrr

OF
ON F
Powe
r

A
SW

1

SW

2
w -AX

IS
QTith Mic
S
ro TA
-C
M2 stepGE CODri

verNTR
O

LL

ER

Joy
Ke
y
Link
US

B
RS

-232

本体後面

C
Po
we

r LE

D

Re

se

tS

W

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Joyコネクタ

9

0

q

w

e

8 電源ケーブル
AC100V（3Pアース付）に接続してください。

アナログジョイスティック QT-JS（別売）
を接続します。
（→P.13, P.14）

9 電源スイッチ
2 Keyコネクタ
操作ボックス QT-K（別売）を接続します。（→P.13, 14,

本体の電源スイッチです。電源を ON にすると操作ボッ

38）

す。

クスにも電源が供給されLCD に初期画面が表示されま
電源を再投入するときは、5秒以上経過してから行ってく

3 機器リンクポート

ださい。

リンク接続を行う際、他のQT-CM2との接続に使用しま

0 DipSWす。（→P.15）

リミットセンサ論理、リンクアドレス、通信コマンド

4 USBポート
USB通信形式でホストコンピュータと接続して通信制御

モードの各種設定を行います。
（→P.17）を行います。

q A軸接続端子
当社製自動ステージ（MMステージ、MSS、
パルスステー

5 RS-232Cコネクタ
RS-232C通信形式でホストコンピュータと接続して通信

ジ）用ケーブルを接続します。リミットや原点等の入力信号も含んでいます。

制御を行います。

w I / O 端子
6 電源ランプ

汎用外部入出力端子で、他の機器との接続等に使用しま

通電中点灯します。

す。
（→P.9）

7 Reset SW

e B軸接続端子障害発生時など本体のシステムプログラムをリセットし当社製自動ステージ（MMステージ、MSS、
パルスステーます。パラメータ設定などのメモリもリセットされ初期

ジ）
用ケーブルを接続します。リミットや原点等の入力信値に戻ります。

号も含んでいます。

12

［本体編］QT-CM2■ 操作ボックス
をご覧ください。
操作ボックスの詳しい操作方法については、「操作ボックス編」（P.33〜）

QT-JS

1
q
2

8

3
4

9

5
6
7

0

1 表示器

7 Stop

座標値や設定値などの情報を表示します。

移動中のステージの動作を停止します。表示器への入力中［Stop］
キーをに押すと入力を中止します。JOGモード時

2 Menu

押しながら、移動キーを押すと1パルス送りになります。

モードを変更します。
［Menu］
キーを押すとモード選択画
面となります。

8 Home
原点復帰動作を行います。
（［Home］
キーを押すと原点復3 Disp

帰軸指定モードとなります。）

単位表示（パルス表示／単位表示）の切替を行います。単9J/S
JOGモードとSTPモードを切り替えます。

位表示の単位はパラメータで設定します。

4 SpSel0 Ent／座標値変更
入力時の確定キーやABSモード時の移動開始キーとして速度グループ番号を選択しステージの速度選択を行います。

使用します。また、現在表示されている座標値の変更を

5 ＋−（移動キー）「JOGモード」（または「STPモード」
）
時、左右の
［＋］
［−］
［＋］
［−］
押すとB軸の移動をを押すとA軸の移動、前後の
行います。

行います。

q ジョイスティック（QT-JS）
レバーを左右に傾けるとA軸の移動、前後に傾けるとB軸の移動を行います。また、傾ける角度によって移動速度

各種入力画面では、左右の［＋］［−］はカーソルの移動、の調節ができます。

項目の選択、桁の選択を行います。前後の［＋］［−］は数

QT-JS からの操作は上記ジョグ移動のみで、原点復値の変更を行います。

帰、移動速度変更、パラメータなどの操作や設定はできません。

6 High
高速移動を行います。JOGモード時、移動キーと同時に押すと指定方向へ高速で移動します13

QT-CM2［本体編］

接続-1（基本接続）■ 基本接続次の図を参考にして接続を行ってください。

注意● 本体の電源を入れるときは必ずステージが接続されていることを確認してください。ステージが接続されてない状
態での電源の投入や操作は、ドライブ回路の故障の原因となる場合があります。
またはホストコンピュータのどちらかひと● 図は基本的な接続の一例です。基本接続の場合、操作ボックス（QT-K）
つが接続されていれば、ステージのコントロールは可能です。
● 電源プラグをコンセントに差し込む場合は、必ず電源スイッチが OFF の状態になっていることを確認してから行ってください。ステージとの接続、ホストコンピュータとの接続を行う場合も、必ず電源スイッチを OFF して行ってください。
● ステージ接続ケーブルやコンピュータとの通信ケーブルは本製品には付属しておりません。
● QT-CM2-35は、図とケーブルの形状が異なります。

AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ

B軸

A軸

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2

X・Yステージ
QT-JS

QT-CM2

QT-JS

RS-232CまたはUSB

High

ホストコンピュータ

QT-K

14

［本体編］QT-CM2

接続-2（リンク接続）■ リンク接続
次の図を参考にして接続を行ってください。
リンク接続の場合、最大で3台のQT-CM2を接続して、6軸を制御することができます。
ここでは「リンク接続」について説明してあります。基本な接続については、前頁の「基本接続」
を参照してください。
リンク機能を使用した6軸制御の接続
ステージへ AC100VF軸E軸AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ

基本接続

ステージへ AC100V
D軸

C軸

B軸

A軸

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2

QT-CM2

QT-CM2

X・Yステージ

リンクアドレス3※スレーブ2

リンクアドレス2※スレーブ1

リンクアドレス1※マスタ

リンクケーブル
QT-JS

QT-JS

High

QT-JS

QT-JS

RS-232CまたはUSB

QT-K

ホストコンピュータ

リンクアドレス2〜3のコントローラに接続された操作ボック
スからは、移動操作のみが可能となります。これらの操作が不要な場合は、操作ボックスの接続は必要ありません。

注意
リンク機能についてリンク機能を使用する場合は、DipSWで「リンクアドレス」を設定してください（→「DipSWの設定」P.17）。
ここで設定した「リンクアドレス1（マスタ）」のコントローラにホストコンピュータや操作ボックス（QT-K）
を接続し、操作や各種設定を行います。※リンクアドレス2＝スレーブ1、リンクアドレス3＝スレーブ2となります。

電源の投入時の注意● リンク接続の場合、電源の投入は「スレーブ2」→「スレーブ1」→「マスタ」の順に速やかに行ってください。使用しない軸があっても、リンク接続されたすべてのコントローラの電源は ON になっている必要があります。使用したくない軸がある場合は、電源投入前にリンクケーブルを外してください。
● スレーブの電源が ON で、マスタの電源が OFF の場合は、スレーブは待機状態になっています。この時スレー
ブは、スレーブ単体で設定されたパラメータやその他の設定で動作しています。マスタの電源が ON になると、マスタ側の設定で動作します。

軸の設定
各コントローラに接続されたステージは、自動的にマスタ＝A,B軸、スレーブ1＝C,D軸、スレーブ2＝E,F軸の順に割り振られ、この軸名が操作ボックスの表示や通信制御時の軸名となります。

ResetSWの操作
ResetSWでリセットを行う場合も、電源投入時と同様に「スレーブ2」→「スレーブ1」→「マスタ」の順に行ってください。

15

QT-CM2［本体編］

接続-3（電磁ブレーキボックスの接続）
QT-CM2で電磁ブレーキ付ステージを使用する場合は、別売のQT-BK（電磁ブレーキボックス）を接続してください。

注意● QT-CM2-35には、電磁ブレーキ制御機能の配線はありません（QT-BKも使用できません）。また、使用できるステー
ジも当社製0.35A/相ステージのみとなります。
（QT専用ACアダプタ）
を使用して● QT-BKには別途電源が必要です。DC24Vの電源を用意されるか、別売のQT-AC
ください。

QT-BK
電磁ブレーキボックス
ELECTROMAGNETIC BREAK UNIT for QT

QT-BK

QT-AC
QT専用ACアダプタ※またはDC24Vの
外部電源の使用可能

AC100V 50/60Hz
コンセントへ

AC100V 50/60Hz
アース付3Pコンセントへ

A軸

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2

QT-CM2

RS-232CまたはUSB

High

電磁ブレーキ付ステージ

QT-K

ホストコンピュータ

16［本体編］QT-CM2

DipSWの設定
ステージのリミットセンサ論理、リンクアドレス、通信コマンドモードをDipSWで設定します。

注意
スイッチの切換は、必ず本体の電源を OFF にしてから行ってください。
1

A軸リミットセンサ論理
OFF：NC（ノーマルクローズ、通常閉、B接）
ON：NO（ノーマルオープン、通常開、A接）2

B軸リミットセンサ論理
OFF：NC（ノーマルクローズ、通常閉、B接）
ON：NO（ノーマルオープン、通常開、A接）

本体後面

OFF

ON

1

2

3

4

5

6

7

3

未使用

4

未使用

5, 6

リンクアドレス設定

8ON（上記は工場出荷時の設定）

7

5

6

OFF

OFF

リンク接続なし

ONOFF

リンクアドレス1

OFFON

リンクアドレス2

ON

ON

リンクアドレス3

通信コマンドモードの切替
OFF：QTのコマンドを使用する
ON ：MMC-2のコマンドを使用する

8

未使用※未使用のスイッチは、工場出荷時の設定位置から動かさないでください。

リミットセンサ論理（1,2）
QT-CM2で使用するステージのリミットセンサ動作論理に合わせて設定する必要があります。使用するステージのリ
ミットセンサ論理を確認してください。
● センサ動作論理については、お使いのステージの説明書をご確認ください。使用するステージのリミットセンサ論
理とスイッチ設定が違った場合、ステージが誤動作します。
（DipSW：ON）に設定してください。
● リミットセンサがないステージの場合は、 NO● ステージリミットでの停止方法は減速停止で、減速時間は50msです。減速中にリミットセンサ範囲を超えた場合、即停止します。

注意
操作ボックス
（QT-K）のSPDモードとDコマンドの加減速時間および、原点復帰時加減速時間（パラメータNo.9）の設定は反映されません。

リンクアドレス（5,6）
リンク機能を使用する際の「リンクアドレス」
を設定します。通信制御を行うホストコンピュータや操作ボックス（QT-K）を接続して各種設定を行うコントローラ（マスタ）は、必ず「リンクアドレス1」を設定してください。

通信コマンドモードの切替
通信コマンドモード切り替えを行います。QT用として組まれたプログラムの場合は、初期設定の「OFF」で使用してく「ON」
で使用してください。
ださい。MMC-2用に組まれたプログラムをQT-CM2で使用する場合は、

MMCモードの場合、操作ボックスの使用はできません（ただし、［Stop］キーは有効です）。

注意
MMC-2用のプログラムをQT-CM2に使用した場合、そのプログラムの内容や使用されているコマンドによっては、正常に動作しない場合があります。当社はこの動作を保証するものではありません。

17

QT-CM2［本体編］

パラメータ■ パラメータ一覧
QT-CM2で使用するパラメータの一覧です。No.01〜20（No.04,17を除く）がステージ動作関連の設定、No.51〜59
は、通信、停止関係、操作ボックス、汎用入出力端子などの設定となります。
各パラメータの詳細については、次ページからの「パラメータの詳細」をご覧ください。
No.
01
02
03

対象軸
各軸
各軸
各軸

05
06
07

各軸
各軸
各軸

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
19

各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸
各軸

20

各軸

設定内容
初期値 返答バイト数 備考
0：未使用 1：NO 2：NC
1
11（7,3）0：未使用 1：NO 2：NC
2
11（7,3）0：原点・原点前・Z相（原点と原点前が重なる場合）
1
11（7,3）
1：原点・原点前（原点と原点前が重なる場合）
2：原点・Z相
3：原点
4：リミット・Z相
5：リミット
6：原点・原点前・Z相（原点と原点前が重ならない場合）
7：原点・原点前（原点と原点前が重ならない場合）
8：座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰（バックラッシュ補正）
9：座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰（アブソリュート 0 と同じ動作）
原点復帰開始方向
0：ー（CCW） 1：＋（CW）
011（7,3）
使用軸指定
0：不可 1：使用
011（7,3） ＊6
原点復帰速度選択
0：パラメータNo.08〜10で設定された値を使用
011（7,3）
1：Dコマンド
原点復帰時低速速度
10〜500,000pps
500pps 41（27,13）
原点復帰時高速速度
10〜500,000pps
3,000pps 41（27,13）
原点復帰時加減速時間
1〜1,000msec
100msec 29（19,9）
原点復帰オフセット＋99,999,999〜−99,999,999パルス
059（39,19）＋（CW）方向原点復帰範囲
0〜99,999,999パルス
053（35,17） ＊1−（CCW）方向原点復帰範囲
0〜99,999,999パルス
053（35,17） ＊1＋（CW）方向ソフトリミット座標値＋99,999,999〜−99,999,999
053（35,17） ＊1,2−（CCW）方向ソフトリミット座標値 ＋99,999,999〜−99,999,999
053（35,17） ＊1,2
バックラッシュ補正
0〜999パルス
023（15,7）
モータ回転方向の選択
0：正転 1：逆転
0
11（7,3）
操作ボックス（QT-K）の
0：パルス表示（単位変換なし）
011（7,3）
単位表示の選択
1：mm表示1（1μmまで）
2：mm表示2（1nmまで）
3：μm表示1（1μmまで）＊7
4：μm表示2（1nmまで）
5：nm表示6：度（10進）
7：度（60進）
操作ボックス（QT-K）の単位表示分解能 1〜1,000,000（nmまたはμ度）表示値=パルス×分解能÷分割数
1
47（31,15） ＊7

51
53

全軸

デリミタ

全軸

RS-232C通信設定

54
55
57
58
59

全軸
全軸
全軸
全軸
ー

項目
原点センサ論理と使用／未使用
原点前センサ論理と使用／未使用
原点復帰モード

0：CR+LF 1：CR 2：LF 3：CR+LF

ボーレート 0：38400／1：4800／2：9600／3：19200
ビット長 0：L8／1：L7
パリティビット 0：なし／1：偶数／2：奇数
ストップビット 0：1／1：2
非常停止時の解除方法
0：電源再投入 1：Stopキーを使用
停止コマンド（L）、Stopキーの停止方法 0：減速停止 1：即停止
返答値バイト数
0：6軸分 1：4軸分 2：2軸分
キー操作時のブザー
0：ブザー音なし 1：ブザー音あり
入力端子切り替え
0：汎用入力 1：内部プログラムの選択

0
2
0
0
0
0
0
0
1
0

1
7

＊5

1
1
1
1
1

＊4

＊3
＊5

注意 上記以外のパラメータは一部システムで使用しているものがあります。上記以外のパラメータは絶対に設定変更しないでください。
＋（CW）、−（CCW）
双方とも座標値を 0 に設定した場合、原点復帰範囲、ソフトリミットは機能しません。
座標値設定は＋（CW）＞−（CCW）となり、これ以外の設定を行った場合無効となります。
4つの項目を「ボーレート」、「データ長」、「パリティビット」、「ストップビット」の順に設定します。
設定がどちらの場合でも電源再投入、通信コマンド（RESET・RESTA）
で解除できます。
通信設定は、電源再投入後（またはRESTA実行後）に有効になります。
初期値は全軸「不可（未使用）」となっています。ステージを接続し、使用軸のみを「使用」にしてください。
0：の場合、モーター励磁「OFF」、電磁ブレーキ「閉」 1：の場合、モーター励磁「ON」、電磁ブレーキ「開」となります。
＊7 通信では読み出しのみ可能、書き込みはできません。

＊1
＊2
＊3
＊4
＊5
＊6

18

［本体編］QT-CM2■ パラメータの設定
パラメータの設定は、操作ボックスを使用して直接行う方法と、ホストコンピュータから通信コマンドで行う2つの方法があります。それぞれの操作方法については、下記項目を参照してください。
（パラメータ設定モード）」P.47
操作ボックスから直接行う場合→操作ボックス編「PRMモード
通信コマンドで行う場合→通信コマンド編「P：コマンド」P.77■ パラメータの詳細
01：原点センサ論理と使用／未使用
原点センサの使用／未使用の選択と原点センサ論理の選択。原点センサを使用する場合は、使用するステージの原点
センサ論理に合わせて設定します。

No. 項目

設定内容

01

0：未使用 1：NO 2：NC

原点センサ論理

初期値

1
NO:ノーマルオープン（通常開、A接） NC:ノーマルクローズ（通常閉、B接）

02：原点前センサ論理の設定
原点前センサの使用／未使用の選択と原点前センサ論理の選択。原点前センサを使用する場合は、使用するステージの原点前センサ論理に合わせて設定します。

No. 項目

設定内容

02

0：未使用 1：NO 2：NC

原点前センサ論理

初期値

2
NO:ノーマルオープン（通常開、A接） NC:ノーマルクローズ（通常閉、B接）

03：原点復帰モードの設定
原点復帰時の使用するセンサの種類や方法を設定します。設定によって原点復帰時の動作が異なります。原点復帰時をご覧ください。
モードの詳細については、「原点復帰動作」（→P.24）

No. 項目設定内容

03

0：原点・原点前・Z相（原点と原点前が重なる場合）

原点復帰モード

初期値

1

1：原点・原点前（原点と原点前が重なる場合）
2：原点・Z相

3：原点

4：リミット・Z相

5：リミット

6：原点・原点前・Z相（原点と原点前が重ならない場合）
7：原点・原点前（原点と原点前が重ならない場合）
8：座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰（バックラッシュ補正）
9：座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰（アブソリュート 0 と同じ動作）

05：原点復帰開始方向の設定
原点復帰開始時の方向を選択します。

No. 項目

設定内容

05

0：−（CCW） 1：＋（CW）

原点復帰開始方向

初期値

006：使用軸指定
ステージを接続して移動操作を行う軸を使用します。

No. 項目06

設定内容

使用軸の指定（各軸） 0：不可

初期値

1：使用

0

● 0：の場合、モーター励磁「OFF」、電磁ブレーキ「閉」 1：の場合、モーター励磁「ON」、電磁ブレーキ「開」となります。
「使用」に設定し移動操作を行うと、コントローラの誤作動、発熱、ドライ● ステージが接続されていない軸をブ回路の故障の原因となりますので、ご注意ください。
● 通信で書き替えを行った場合、次の通信は0.5秒以上経過してから行ってください。機器が安定するまで多少の時間を要するため、動作不良を起こすことがあります。

19

QT-CM2［本体編］

07：原点復帰速度選択
原点復帰時の速度選択で、パラメータNo.08〜10で設定された値を使用するか、または操作ボックスの「SPDモード」
で設定された値を使用するかの選択。
や通信の「D：コマンド」

No. 項目設定内容

07

0：パラメータNo.08〜10で設定された値を使用

原点復帰速度選択

初期値

0

1：通信（Dコマンド）または操作ボックス（SP1）の設定値

08：原点復帰時低速速度
原点復帰時の低速速度を設定します。

No. 項目

設定内容

初期値

08

10〜500,000pps

500pps

原点復帰時低速速度● 原点復帰最低速度≦原点復帰最高速度としてください。

09：原点復帰時高速速度
原点復帰時の高速速度を設定します。

No. 項目設定内容

09

10〜500,000pps

原点復帰時高速速度

初期値

3,000pps● 原点復帰最低速度≦原点復帰最高速度としてください。

10：原点復帰時加減速時間
原点復帰時の加速・減速時の加速時間、減速時間を設定します。加速時間、減速時間の設定は同じ値となります。

No. 項目
10

設定内容

初期値

原点復帰時加減速時間 1〜1,000msec

100msec● ここで設定された値は、原点復帰中の停止コマンド（L）、Stopキーによる減速停止時の減速時間にもなります。

11：原点復帰オフセット
ステージの原点センサの位置以外を原点（座標値0）にします。通常の原点復帰を行った後、設定したオフセットパルス数分だけ移動し、その位置を新たな原点（ソフト原点）とします。座標値は、オフセット移動後 0 になります。

No. 項目設定内容

11−16,777,215〜＋16,777,215パルス

原点復帰オフセット

初期値0● 原点復帰範囲（パラメータNo.12、13）、および原点復帰モード（パラメータNo.03）で 8 または 9 が設定されている場
合、原点復帰オフセットは無効になります。
● バックラッシュ補正が設定されている場合、オフセット移動から有効になります。

12：＋（CW）方向原点復帰範囲
原点復帰時の＋方向への移動範囲を（現在の座標での 0 位置を基準とした）
パルス数で指定します。ここで指定された値
は、＋方向への原点復帰動作時にそのパルスの範囲内で移動し原点を探します。

No. 項目設定内容

12

0〜99,999,999パルス＋方向原点復帰範囲

初期値

0● ＋、−双方とも 0 に設定した場合、原点復帰範囲は機能しません。

20

［本体編］QT-CM2

13：−（CCW）方向原点復帰範囲
原点復帰時の−方向への移動範囲を（現在の座標での 0 位置を基準とした）
パルス数で設定します。ここで設定された値
は、−方向への原点復帰動作時にそのパルスの範囲内で移動し原点を探します。

No. 項目設定内容

13

0〜99,999,999パルス−方向原点復帰範囲

初期値

0● ＋、−双方とも 0 に設定した場合、原点復帰範囲は機能しません。

原点復帰範囲についての補足説明
前記（No.12, 13）で設定される原点復帰範囲とは、現在いる位置とは関係なくそのときの座標での 0 位置を基準に設定されます。したがって、「現在座標値の設定」
や「R：コマンド」
を実行して座標値を変更した場合は、そのときの座標値 0 位置や原点復帰範囲も移動することになります。このような理由により、原点復帰を行ったときに、原点復帰を開始する位置や設定された範囲によっては、移動開始方向が異なったり、原点復帰エラーが起こることがあります。
（→「現在座標値の変更」

P.41「、R：コマンド」
P.79）● 原点復帰を行い原点を検出すると停止して、その位置を座標値 0 にリセットします（開始前と原点復帰終了後の「 0
位置と原点復帰範囲」が移動します）。
● 原点が検出できなかったときは、原点復帰範囲の端で停止します（原点復帰エラー）。
● 正常な原点復帰を行うためには、そのときの原点復帰範囲（原点を探す範囲）に原点があること、または移動可能範囲に原点があることが条件となります。この位置関係が大きく外れていると原点復帰エラーを起こします。
● 原点復帰範囲内でステージのリミットを検出した場合は、ステージのリミットが優先されます。
● 原点復帰モード（パラメータNo.03）
で 8 または 9 が設定されている場合、原点復帰範囲は無効です。

14：＋（CW）方向ソフトリミット座標値＋方向に仮想のリミットセンサ（ソフトリミット）を設定します。

No. 項目設定内容

14–99,999,999〜+99,999,999＋方向ソフトリミット座標値

初期値

0● ソフトリミットの手前から減速停止します。減速時間は、操作ボックスの「SPDモード」、または通信の「D：コマン。
ド」で設定された移動速度の加減速時間になります（初期値100msec）● 設定されたソフトリミットは原点復帰時には無視されます。
● ー（マイナスの値）を指定することができます。ただし、＋方向とー方向の数値関係が＋方向座標値＞ー方向座標値となるように設定してください。設定を行っている間もこの関係を保ってください。＋方向座標値≦ー方向座標値とした場合、「指定範囲エラー」となります。
● ＋、ー双方とも 0 に設定した場合、ソフトリミットは機能しません（初期値）。
● ソフトリミット範囲内でステージのリミットを検出した場合は、ステージのリミットが優先されます。
● ソフトリミット無効の状態から、＋、ーいずれかのソフトリミットを設定すると、対する向きのソフトリミットは、初
期値 0 が有効になります。設定時の座標値が 0 の場合は注意してください。

15：−（CCW）方向ソフトリミット座標値−方向に仮想のリミットセンサ（ソフトリミット）を設定します。

No. 項目
15

設定内容

初期値

CCW方向ソフトリミット座標値 –99,999,999〜+99,999,999

0● ソフトリミットの手前から減速停止します。減速時間は、操作ボックスの「SPDモード」、または通信の「D：コマン。
ド」で設定された移動速度の加減速時間になります（初期値100msec）● 設定されたソフトリミットは原点復帰時には無視されます。
● ＋（プラスの値）を指定することができます。ただし、＋方向と−方向の数値関係が＋方向座標値＞−方向座標値となるように設定してください。設定を行っている間もこの関係を保ってください。＋方向座標値≦−方向座標値とした場合、「指定範囲エラー」となります。
● ＋、ー双方とも 0 に設定した場合、ソフトリミットは機能しません（初期値）。
● ソフトリミット範囲内でステージのリミットを検出した場合は、ステージのリミットが優先されます。
● ソフトリミット無効の状態から、＋、ーいずれかのソフトリミットを設定すると、対する向きのソフトリミットは、初
期値 0 が有効になります。設定時の座標値が 0 の場合は注意してください。

21

QT-CM2［本体編］

16：バックラッシュ補正
機械部のバックラッシュ（機械的な誤差）を補正するための機能です。移動時にここで設定した補正量だけ補正方向に移動し、バックラッシュよる誤差を補正します。
バックラッシュ補正方向は＋（プラス）方向です。

No. 項目設定内容

16

0〜999パルス

バックラッシュ補正

初期値0● 原点復帰動作中は無効です。
により決まります。
● 補正方向の＋（プラス）方向は、モータの回転方向（パラメータNo.18）

18：モータ回転方向の選択
モータ回転方向の選択を行います。ステージ設置の向きに応じて回転方向（移動方向）の変更ができます。

No. 項目

設定内容

18

0：正転（＋がCW） 1：逆転（＋がCCW）

モータ回転方向の選択

初期値0● 操作ボックス、アナログジョイスティックの操作方向とステージの移動方向を一致させたいときなどに使用します。

19：操作ボックス（QT-K）の単位表示の選択
操作ボックスに表示する単位を選択します。リモート操作の場合は、設定値の読み込みのみが可能となります。

No. 項目設定内容

19

0：パルス表示（単位変換なし）

単位の選択

初期値

0

1：mm表示1（1μmまで）
2：mm表示2（1nmまで）
3：μm表示1（1μmまで）
4：μm表示2（1nmまで）
5：nm表示6：度（10進）
7：度（60進）

20：操作ボックス（QT-K）の単位表示分解能
単位表示の分解能を設定します。
〔表示値＝パルス×分解能（ステージ）
÷分割数（ステップ角）〕操作ボックスに表示する単位を選択します。リモート操作の場合は、設定値の読み込みのみが可能となります。

No. 項目

設定内容

20

1〜1,000,000

単位表示分解能の設定

初期値

1● ステージの分解能をnmまたは、μ度（10進）単位で入力します。
の場合、 4000 と入力します。
● μ度：分解能が0.004°

51：デリミタ通信におけるデリミタの設定。

No. 項目設定内容

51

0：CR＋LF 1：CR 2：LF 3：CR＋LF

デリミタ

初期値

0

● 設定内容をバックアップメモリ（フラッシュメモリ）に書き込んだ後、電源再投入または、「RESTAコマンド」
を実行を行った後、有効になります。
してください。設定は、電源再投入または、「RESTAコマンド」

22

［本体編］QT-CM2

53：RS-232C通信設定
RS-232C通信条件の指定。
No. 項目

設定内容

初期値

53

ボーレート

0：38400／1：4800／2：9600／3：19200

9600

ビット長

0：L8／1：L7

L8

パリティビット

0：PN（無）／1：PE（偶数）／2：PO（奇数）PN

ストップビット

0：S1（1）／1：S2（2）S1● 通信による P： コマンドで上記設定を行う場合は、選択した項目の番号を順番に入力してください（→「パラメー

P.77）。操作ボックスからの設定では、選択した項目の番号は表示されません。
タ書き込み」
を実行● 設定内容をバックアップメモリ（フラッシュメモリ）に書き込んだ後、電源再投入または、「RESTAコマンド」を行った後、有効になります。
してください。設定は、電源再投入または、「RESTAコマンド」

54：非常停止時の解除方法
通信により非常停止（Eコマンド）実行時の手動操作での解除方法を設定します。

No. 項目
54

設定内容

初期値

非常停止時の解除方法 0：電源再投入

1：Stopキーを使用

0● どちらの場合も、通信の「RESTAコマンド」
または「RESETコマンド」
で非常停止状態を解除できます。

55：停止コマンド（L）、Stopキーの停止方法
通信により停止（Lコマンド）実行時、または操作ボックスの［Stop］
キーが押されたときの停止方法を選択します。 1（即停止）
を選択すると、移動速度によっては停止位置座標に誤差が発生する恐れがあります。

No. 項目55

設定内容

非常停止時の停止方法 0：減速停止

初期値

1：即停止

0

● 減速停止時の減速時間は、操作ボックスの「SPDモード」、または通信の「D：コマンド」で設定された移動速度の加。
減速時間になります（初期値100msec）

57：返答値バイト数
通信制御での返答値のバイト数を軸数で指定します。

No. 項目設定内容

57

0：6軸分 1：4軸分 2：2軸分

返答値バイト数

初期値

058：操作ボックスのブザー音
操作ボックスのキー操作をしたときの操作音（確認音）の設定をします。

No. 項目

設定内容

58

0：ブザー音なし 1：ブザー音あり

キー操作時のブザー音

初期値

159：汎用入力端子機能切り替え
汎用入力端子の機能を切り替えます。

No. 項目

設定内容

59

0：汎用入力 1：内部プログラムの選択、実施、終了

入力端子切り替え

初期値

23

0

QT-CM2［本体編］

原点復帰動作
原点復帰時の動作は、パラメータ設定によって動作が異なります。原点復帰関連のパラメータNo.01〜13,18（→「パラ
をよくご理解の上、正しい設定を行ってください。
メータ」P.18）
ここでは原点復帰時の動作に大きく影響する次の3項目について、その設定内容や原点復帰開始位置によって変化する原点
復帰動作ついて解説します。
（その他の原点復帰関連のパラメータ設定はデフォルトです。）

原点センサ論理
原点センサを「使用する／使用しない」の設定。

原点前センサ論理
原点前センサを「使用する／使用しない」の設定。

原点復帰関連のパラメータが、矛盾した設定にならないようにご注意ください。
例えば、「原点復帰センサ論理と使用／未使用」（No.02）との設定に矛盾があっても、原点復「原点復帰モード」（No.03）
帰動作を行った場合は原点復帰モードに従って動作しま

原点復帰モード

す。パラメータ設定時にはご注意ください。

原点復帰時の動作モード（動作方法）の設定。

■ リミット（ステージのセンサ）での停止方法
原点復帰動作中（原点検出前に）リミットを検出した場合は、減速→停止
動作に入ります。この減速動作中にリミットを通過した場合は、即停止

リミットエリアに入ると減 速・停
止して反転する

減速

高速移動

減速中にリミット
エリアを超えたら
即停止する

加速

高速移動

を行い原点復帰動作を中止します。
原点復帰時高速速度の設定速度によっては、上記のような「リミッ
トオーバーラン」を起こす恐れがあります。

−方向

減速

高速移動

リミットエリア＋方向■ 原点での停止方法
QTシリーズでの原点復帰は、ステージのセンサを用いて基準点を決め減速る動作で、原点での停止方法は次のようになります。
＋リミット方向から原点エリアに入り、そのまま原点エリアを抜けたところで減速停止して、＋リミット方向に反転します。次に原点エリアを反転検出したところで停止します。

■ Z相使用時の停止方法
Z相を使用する場合（原点復帰モード「0」、「2」、「4」、「6」選択時）の停止方

高速移動
原点エリアを出て減速・停 止 後 反 転し、再度原点エリアを検出して停止する

−方向

原点エリア

最初のZ相

Z相

−方向

原点エリア

＋方向

法は、上記
「原点での停止動作」
位置よりさらに＋リミット方向に進み最初のZ相で停止します。

＋方向■ 原点復帰動作の説明図についての補足
次ページからの原点復帰モードの説明では、下記のような図で示してあります。
ラインの矢印方向が移動方向を示し、コーナー（R部）の部分で加速、減速、反転が行われます。

1. 停止→加速→高速移動の例【説明図の表現】

2. 停止→低速→加速→高速移動の例【実際の動き】③高速②加速【説明図の表現】
③高速

②加速中

③加速
②低速

【実際の動き】
④高速

④高速
③加速中
②低速

①停止

①停止

①停止

24

①停止

［本体編］QT-CM2■ モータ回転方向の変更による原点復帰動作の違いについて重要

QT-CM2には、「モータ回転方向の選択」（パラメータNo.18）の機能が追加になりました。
この機能は、設置したステージの移動方向と操作ボックスの［＋］［−］方向とで矛盾を感じた場合などに、モー
タ回転方向（正転／逆転）を切り替えて、ステージの移動方向を変えるものです。
この項「原点復帰動作」の説明（および説明図）においては、初期設定の「正転」を基準として解説してあります。
モータ回転方向が「逆転」の場合、説明図の原点復帰動作方向が逆方向となりますので、ご注意ください。

初期設定での「原点〜−リミット間」
からの原点復帰動作［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止
開始位置
④

停止位置
③

②

⑤
⑥

高速

低速（加減速・反転）

⑫

⑪

①
⑦

⑧

−リミット

＋方向

⑬
⑨

⑩

原点（O）
原点前（PO）＋リミット（ステージのCCWリミット）（ステージのCWリミット）

上記の設定でモータの回転方向のみを「逆転」にした場合の原点復帰動作［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止

②

④ ⑤
⑥

③

①

＋方向

⑦
原点（O）

＋リミット

原点前（PO）（ステージのCCWリミット）−リミット（ステージのCWリミット）25

QT-CM2［本体編］

1. 原点復帰モード： 0 または 1
原点と原点前を使用（原点と原点前は重複）したときの動作
原点センサ

：使用する
（ 1 または 2 ）原点復帰オフセット： 0

原点前センサ：使用する（ 1 または 2 ）方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

原点復帰モード： 0 または 1

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

原点復帰開始方向

〔CCW〕
）
： 0（−

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）
バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）1.1 原点前〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦
原点（O）
−リミット

原点前（PO）＋リミット

Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「0」選択時）＊

1.2 原点前範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②反転→③停止（全行程低速移動）＊Z相使用時の停止位置は「1.1」と同様です。
＋方向

②
①

③
原点（O）
−リミット

原点前（PO）＋リミット

1.3 −リミット〜原点間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止
④
⑤
⑥

③

−リミット

⑧

＊Z相使用時の停止位置は「1.1」と同様です。
＋方向

⑫
①

⑦

⑪

②

⑬
⑨ ⑩

原点（O）

原点前（PO）

26＋リミット［本体編］QT-CM2

2. 原点復帰モード： 2 または 3原点のみを使用したときの動作
原点センサ

：使用する
（ 1 または 2 ）原点復帰オフセット： 0

原点前センサ： 0（未使用）

方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

原点復帰モード： 2 または 3

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

原点復帰開始方向

〔CCW〕
）
： 0（−

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）
バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）2.1 原点〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

③

⑤ ④

②

⑥

①

⑦

−リミット

原点（O）

＋リミット

Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「2」選択時）＊

2.2 原点範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②反転→③停止（全行程低速移動）＊Z相使用時の停止位置は「2.1」と同様です。
＋方向

②
①

③

−リミット

原点（O）

＋リミット

2.3 −リミット〜原点間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止
④
⑤
⑥

⑦
−リミット

③

⑪

②
⑫

＊Z相使用時の停止位置は「2.1」と同様です。
＋方向

①

⑬

⑧

⑨⑩
原点（O）

27

＋リミット

QT-CM2［本体編］

3. 原点復帰モード： 4 または 5リミットを原点として使用したときの動作
原点センサ： 0（未使用）

原点復帰オフセット： 0

原点前センサ： 0（未使用）

方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

原点復帰モード： 4 または 5

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

原点復帰開始方向

〔CCW〕
）
： 0（−

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）
バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）3.1 −リミット〜＋リミット間から原点復帰の場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

−リミット

＋リミット
Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「4」選択時）＊

3.2 −リミット範囲内より原点復帰の場合［動作］①スタート→②停止（全行程低速移動）＊Z相使用時の停止位置は「3.1」と同様です。
＋方向

①

②

−リミット

＋リミット

28

［本体編］QT-CM2

4. 原点復帰モード： 6 または 7原点と原点前を使用（原点と原点前は重複しない）
したときの動作
原点センサ

：使用する
（ 1 または 2 ）原点復帰オフセット： 0

原点前センサ：使用する（ 1 または 2 ）方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

原点復帰モード： 6 または 7

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

原点復帰開始方向

〔CCW〕
）
： 0（−

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）
バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）このモードの動作条件は、原点前センサの数は1つだけで、その位置は原点センサより＋側にあることが動作条件です。それ以外の場合は正常動作しません。

4.1 原点前〜＋リミット間から原点復帰を開始する場合［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）
③

④

⑤

＋方向

②

⑥
①

⑦

−リミット

原点前（PO）

原点（O）

＋リミット

Z相使用時は原点検出後最初のZ相を検出して停止（モード「0」選択時）＊

4.2 原点前範囲内より原点復帰を開始する場合［動作］①スタート→②反転→③停止（全行程低速移動）＊Z相使用時の停止位置は「4.1」と同様です。
＋方向

②
①

③

原点前（PO）

原点（O）

−リミット

＋リミット

4.3 原点〜原点前間から原点復帰を開始する場合［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫反転→⑬停止
⑤

④

③

②

＊Z相使用時の停止位置は「4.1」と同様です。
＋方向

⑥

①
⑦

⑫
−リミット

⑧

⑨

⑩

⑪

⑬
原点前（PO）

原点（O）

29

＋リミット

QT-CM2［本体編］

5. 原点復帰モード： 7 で「原点復帰開始方向」を変えた場合と「開始位置」による動作の変化
原点と原点前を使用（原点と原点前は重複しない）
原点センサ

：使用する
（ 1 または 2 ）原点復帰オフセット： 0

原点前センサ：使用する（ 1 または 2 ）方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

原点復帰モード： 7

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

原点復帰開始方向：※下記

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）
バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）このモードの動作条件は、原点前センサの数は1つだけで、その位置は原点センサより＋側にあることが動作条件です。それ以外の場合は正常動作しません。

5.1 原点前〜＋リミット間から原点復帰を開始〔原点復帰開始方向：−（CCW）〕［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）
④

⑤

＋方向

③

②

⑥
①

⑦

−リミット

原点前（PO）

原点（O）

＋リミット

5.2 上記（5.1）と同じ条件で、原点復帰開始方向のみを逆〔原点復帰開始方向：＋（CW）〕にした場合［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥加速→⑦高速→⑧減速→⑨低速→⑩反転→⑪停止
⑨

⑧

⑩

＋方向

⑦

⑥
①
⑤

⑪
②
原点前（PO）

原点（O）

−リミット

③

④
＋リミット

5.3 原点前の範囲内から原点復帰を開始〔原点復帰開始方向：−（CCW）〕［動作］①スタート→②反転→③停止（全行程低速移動）
＋方向

②
①

③

−リミット

原点前（PO）

原点（O）

30

＋リミット

［本体編］QT-CM2

5.4 前頁（5.3）と同じ条件で、原点復帰開始方向のみを逆〔原点復帰開始方向：＋（CW）〕にした場合［動作］①スタート→②低速→③反転→④低速→⑤反転→⑥停止（全行程低速移動）
＋方向

④
⑤

①
③

⑥

原点（O）

−リミット

5.5

②
原点前（PO）＋リミット

原点〜原点前間から原点復帰を開始〔原点復帰開始方向：−（CCW）〕［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦加速→⑧高速→⑨減速→⑩低速→⑪反転→⑫低速→⑬反転→⑭停止
③

④
⑤

②

⑥

①

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
−リミット

＋方向

原点前（PO）⑭ 原点（O）＋リミット

5.6 上記（5.5）と同じ条件で、原点復帰開始方向のみを逆〔原点復帰開始方向：＋（CW）〕にした場合［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦低速→⑧反転→⑨停止
＋方向

⑦
⑧

⑥

①

⑤

⑨
②
−リミット

原点（O）

31

③
原点前（PO）④＋リミット

QT-CM2［本体編］

6. 原点復帰モード： 8
原点・原点前センサに関係なく座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰で、機械部のバックラッシュ補
正動作を加えたソフト原点復帰
原点センサ：任意（ 1 , 2 , 0 のいずれか）

原点復帰オフセット： 0

原点前センサ：任意（ 1 , 2 , 0 のいずれか）

方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

原点復帰モード： 8

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

原点復帰開始方向

（CCW）
）
： 0（−

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）
バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）の各機能は設定しても無効となります。また、原点センサおよび原点前センサを 1● このモードでは、上記

または 2 に設定した場合でも、検出した原点・原点前センサを無視して動作します（リミットセンサは有効）。
● このモードは、座標値 0 を原点とする原点復帰ですので、原点復帰開始前に座標値を変更した場合、その座標系の 0 位置が原点となりますのでご注意ください。
● バックラッシュの補正方向は、原点復帰開始方向（パラメータNo.05 ）、またはモータ回転方向（パラメータ

No.18）により決定されます。なお、バックラッシュ補正量の500パルスは変更できません。

6.1 原点（座標値 0 ）〜＋リミット間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤低速→⑥反転→⑦停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）
⑤

⑥

③

④

＋方向

②

500パルス①⑦

原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）
−リミット

＋リミット

6.2 −リミット〜原点（座標値 0 ）間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
＋方向

④

③

⑤

②
①

原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）

−リミット

6.3

＋リミット

−リミット〜＋リミット間から原点復帰を開始し、その間に原点（座標値 0 ）が無い場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④停止③

原点前で移動方向と同じリミ
ットセンサを検出するとその位置で停止する

④

②
①
−リミット

＋方向

原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）
＋リミット

32

［本体編］QT-CM2

6.4 原点（座標値 0 ）から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②反転→③停止（全行程低速移動）
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

＋方向

①
②

500パルス③
原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）
−リミット

＋リミット

6.5 −リミットと原点（座標値 0 ）間が500パルス以内に設定されている場合［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
④

⑤

＋方向

③
②

原点通過後、反転前に−リミ
ットセンサ検出のためその位置で停止

500パルス①
原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）

−リミット

＋リミット

このモードでは、バックラッシュを補正するために500パルス分余分に移動して反転する必要があります。従って、上図のように座標値 0 位置より500パルス以内に−リミットセンサが存在するような場
合、原点復帰を中止し−リミットセンサ検出位置で停止します。
リミットセンサに接近した位置に原点を設定する場合には、その距離が500パルス以上になるように注意してください。

33

QT-CM2［本体編］

7. 原点復帰モード： 9
原点・原点前センサに関係なく座標値ゼロを原点とするソフト原点復帰です。
【参考】
座標値 0 へのアブソリュート移動と同じ動作です。
原点センサ：任意（ 1 , 2 , 0 のいずれか）

原点復帰開始方向

（CCW）
）
： 0（−

原点前センサ：任意（ 1 , 2 , 0 のいずれか）

原点復帰オフセット： 0

原点復帰モード： 9

方向原点復帰範囲
＋
（CW）

： 0

方向原点復帰範囲
−
（CCW）

： 0

方向ソフトリミット
＋
（CW）

： 0

方向ソフトリミット ： 0−（CCW）● このモードでは、上記

バックラッシュ補正： 0

モータ回転方向： 0（正転）の各機能は設定しても無効となります。また、原点センサおよび原点前（リ
センサを 1 または 2 に設定した場合でも、検出した原点・原点前センサを無視して動作します
ミットセンサは有効）。
● このモードは、座標値 0 を原点とする原点復帰ですので、原点復帰開始前に座標値を変更した場
合、その座標系の 0 位置が原点となりますのでご注意ください。

7.1 原点（座標値 0 ）〜＋リミット間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
開始位置

停止位置

高速

低速（加減速・反転）

⑤

④

③

＋方向

②

①
原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）
−リミット

＋リミット

7.2 −リミット〜原点（座標値 0 ）間から原点復帰を開始［動作］①スタート（低速）→②加速→③高速→④減速→⑤停止
＋方向

④

③

⑤

②
①

原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）

−リミット

7.3

＋リミット

−リミット〜＋リミット間から原点復帰を開始し、その間に原点（座標値 0 ）が無い場合［動作］①スタート→②加速→③高速→④停止③

原点前で移動方向と同じリミ
ットセンサを検出するとその位置で停止する

④

②

＋方向

①
原点（ソフトで設定した原点 0 の位置）
−リミット

＋リミット

34

Section 2
操作ボックス編
QT-CM2に使用する操作部について
QT-CM2専用の操作部として、
ジョイステックタイプの QTJS とキースイッチタイプの QT-K の2つがあります。
QT-JSでは、ジョイステックを使用した移動の操作のみを行い、QT-Kでは、移動操作、パラメータ設定、プログ
ラムモードなどの各種操作を行うことができます。
この説明書では操作ボックスQT-Kを中心に解説してあります。QT-JSの操作については、次 ペ ージをご覧ください。

QT-CM2［操作ボックス編］

電源投入時の表示
QT-CM2システムバージョン

本体の電源を ON にすると、最初にシステムのバージョンを（約1秒間）表示し、「JOGモード」になります。
システムバージョン表示は、現在お使いのバージョンが表示されます。

ＱＴ−ＣＭ２
ＱＴ−Ｋ

Ｖｅｒ．ＸＸＸ
Ｖｅｒ．ＸＸＸ
QT-Kシステムバージョン（1秒後）「JOGモード」時には、右上に「JOG」が表示されます。この状態でジョグ送り、各モードへの移行、パラメータ設定などの操作を行う

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００

モード表示

ＪＯＧ
ＳＰ１

ことができます。

QT-Kのモード遷移については、次ページをご覧ください。

エラー表示
QT-CM2のDipSWで設定する「リミットセンサ論理」と実際に接続しが表示され、ステーたステージのリミットセンサ論理が異なると「E」
ジは動作しません。お使いになるステージの「リミットセンサ論理」

エラー表示

Ａ：＋００００００００ ＥＪＯＧ
Ｂ：＋００００００００ ＳＰ１を確認して、正しい設定を行ってください。（→「 DipSW の設定」

P.17）

ジョイスティックタイプ（QT-JS）の操作
ジョグ移動とステップ移動の切り替え
レバー先端のボタンを押すごとに、ジョグ移動とステップ移動が切り替わります。

ジョグ移動
レバーを左右に倒すとA軸、前後でB軸の移動

ジョグ移動とステップ移動の切替となります。また、その傾ける強さ（角度）に

移動方向と移動速度の調節

よって移動の速度を調整することができます。
● このときの移動速度の最高速は、操作ボックスの「SP1 」、または「D ：コマンド」で設定された速度になります。
● レバーを傾ける方向によって、A軸、B軸を同時に移動させることができ、その傾ける強さ（角度）によって同時移動の速度を調整することができます。

ステップ移動ステップ移動を行う場合は、ジョグ移動時に一度ボタンを押してステップ移動に切り替え、移動方向にレバーを傾けます。レバーを傾けた方向に1ステップ移動して、停止します。

36

［操作ボックス編］QT-CM2

QT-Kのモード遷移
QT-Kのモード遷移は次のとおりです。各メニューやモードについては、参照先をご覧ください。

電源投入
JOGモード（ジョグ移動）

STPモード（ステップ移動）

表示単位選択→ P.41

速度選択→ P.41

原点復帰→

リンク接続時に行うQT-Kからの操作についてリンク接続で複数のQT-Kが接続されている場合、ジョ
グ移動、ステップ移動、1パルス移動はそれぞれの操作部から行うことができますが、それ以外の各種設定は、

P.56「リンクアドレス1」に設定された操作操作ボックスから行ってください。

→ P.41

座標値修正：リンクアドレス1で可能な操作

座標値0クリア→ P.41

メニュー→ P.38（同時押し）

JOG
STP
ABS
TST
PRM
SPD
ANG
PRG

：リンクアドレス1,2,3で可能な操作

JOGモード→ P.39ステップ移動量設定→ P.42

絶対値移動→ P.44

通信テスト→ P.45

パラメータ→ P.47

移動速度設定→ P.48ステップ角設定→ P.49プログラムメニュー
RUN

TCS〔ティーチング中〕ステップ移動→ P.50
実行

TCJ
TCH
EDT
DEL

ティーチング記憶
編集
チャンネルの削除

37

JOG
ABS
END

〔ティーチング中〕ジョグ移動〔ティーチング中〕絶対値移動
ティーチング記憶の終了

QT-CM2［操作ボックス編］

メニュー画面「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」
時に［Menu］
を押すと「メニュー画面」となります。

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

→［Menu］
現在のモードが他のモードになっている場合は、［Stop］
で「メニュー画面」を表示させることができます。
現在のモードや設定中の画面によって、上記キー操作が多少異なる場合があります。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ■ メニューの選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

1 メニュー画面では次の8つのモードが表示されます。
2 左右の［＋］［−］を押すとカーソルが左右へ移動し、前後の［＋］［−］を押すとカーソルが上下へ移動します。

3 目的のモードにカーソルを移動し［Ent］を押します。
各モードについては、次ページからの各項目をご覧ください。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ（例：ABSを選択）

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００（例：ABSモード画面）

38

ＡＢＳ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-CM2

JOGモードモード表示■ JOGモード画面
電源投入時、またはメニューで「JOG」
を選択すると「JOGモード」となります。「JOGモード」時には、右上に「JOG」が表示されます。

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

●現在のモードが他のモードになっている場合は、［ S t o p ］→
軸名 符号→［Ent］
で「JOGモード」になります。
［Menu］

座標値

速度グループ番号

を押すと「JOGモード」と「STPモード」の切り替えができま●［J/S］
す。
現在のモードや設定中の画面によって、上記キー操作が多少異なる場合があります。

JOGモード時の操作について
JOGモード時にはジョグ移動の他に、次の操作を行うことができます。
● 速度の切替（速度グループの切替）● 表示単位の切替（パルス/mm/μm/nm/角度）● 現在座標値の変更● 軸の停止（移動中の軸の停止）● 原点復帰と共通
これらの操作や設定については、他の移動モード（STP,ABS）の項でまとめて解ですので、「移動モード時の操作と設定」（→P.41）（→
説してあります。原点復帰については、「 Home（原点復帰）」P.56）をご覧ください。

■ JOGモードの操作
モータの回転方向（＝ステージの移動方向）は、［＋］
キーでCW方向（現在値が加算される方向）が初期値なっていまで逆転させることができます。ステージの移動方向と移動キー
（
［＋］
［−］
）
す。この回転方向は、パラメータ（No.18）の操作に矛盾を感じる場合は、変更してください。

1. 低速ジョグ送り
A軸：左右の［＋］［−］を押します。
B軸：前後の［＋］［−］を押します。

ジョグ送り中の画面押し続けている間、低速で移動を行います。

Ａ：＋００００１２４６
Ｂ：＋００００００００

画面には現在値が表示されます。

ＪＯＧ
ＳＰ１

移動中増減して現在座標値を表示

2. 高速ジョグ送り②同時押しで加速→高速

低速ジョグ移動中
（
［＋］
または
［−］
を押して

③
［High］
離すと減速→低速

移動中）に［ H i g h ］を押すと、押している
間、高速移動になります。

④離して停止①移動開始［High ］のみを離すと、低速移動に戻ります。画面には現在値が表示されます。

高速
低速

低速
加速

39

減速

QT-CM2［操作ボックス編］

3. 1パルス送り［Stop］
を押しながら［＋］または［−］を押すと、一度押すごとに1パル

１パルス送りスずつ移動を行います。

Ａ：＋００００３２４５
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

Ａ：＋００００３２４６
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

Ａ：＋００００３２４７
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＰ１

現在値表示は1パルスずつ増減して現在値が表示されます。

40

［操作ボックス編］QT-CM2

移動モード時の操作と設定
以下の内容は、JOG,STP,ABSの各モード時に行う操作と設定です。

リンク接続時の移動軸の選択

軸の停止（移動中の軸の停止）
移動中の軸は［Stop］
キーで停止させるとができます。

リンク接続を行っている場合、軸の移動は各コントローラに接続された操作ボックスから行います。パラメータなどの各種設定は、マスタに接続された操作ボックスから行います。この操作はスレーブ1,2の操作ボックスからは行えません。

現在座標値の変更
現在座標値を任意の座標値に変更することができます。

移動速度の切替（速度グループの切替）
速度グループSP1〜SP4を切り替えることで、移動時、「STPモード」
で［Ent］を押
全軸停止中、「JOGモード」の速度（低速速度、高速速度、加減速時間）を変更するこします。カーソルがA軸の最小桁に表示されますので、とができます。

左右の
［＋］
［−］
で桁の移動、前後の
［＋］
［−］
で数値の変
更を行います。

SP1→SP2→SP3→SP4

を押すとB軸にカーソルが移動します。
再度［Ent］● 以下同様に数値の変更を行います。数値を確定する

Ａ：＋００００００００
Ｂ：＋００００００００と直前の移動モードに戻ります。
●［High ］と［Disp ］を同時に押すと全軸とも座標値が

ＪＯＧ
ＳＰ１

0 に設定されます。
● 原点復帰を行うと座標値は 0 になります。

「SPDモード」
この速度グループSP1〜SP4の内容は、P.48）で設定することができます。
（→「SPDモード」
JOGモード

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

表示単位の切替（パルス/mm/μm/nm/角度）

ＪＯＧ
ＳＰ１

座標値の表示単位をパルスから他の単位に変更します。
［Disp］を押すと単位が切り替わり、現在座標値が演算されて表示されます。
パルス表示から切り替わる単位は、パラメータ（No.19）

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

で設定します。
（→「パラメータ」P.22）

ＪＯＧ
ＳＥＴ

初期値は「パルス表示のみ（他の単位への変換無し）」の設定になっています。

左右の
［＋］
［−］
で桁にカーソルを移動し、
上下の［＋］［−］
で数値の変更を行う（図では 5,000 に変更）

Ａ：＋００００５０００
Ｂ：＋００００１５００

パルス表示

Ａ：＋００００３０００
Ｂ：＋００００００００

ＪＯＧ
ＳＥＴ

ＪＯＧ
ＳＰ１

mm表示

Ａ：＋００００５０００
Ｂ：＋００００１５００

Ａ：＋０００１ ．５００ｍ ＪＯＧ
Ｂ：＋００００００００ ＳＰ１

ＪＯＧ
ＳＥＴ

表示単位（表示なし＝パルス）m ＝ mmu ＝ μmn ＝ nm゜ ＝ 角度（10進）
゜
00'00 ＝ 角度（60進）

41

QT-CM2［操作ボックス編］

STP（ステップ送りモード）
ステップ数（パルス数）
を設定して、［＋］［−］を押すごとに、設定されたス
テップ数だけ高速で移動します。
● ステップ数は各軸それぞれ別に設定することができます。

設定量

設定量

● 一度設定されたステップ数はメモリされます。

STPモード時の操作について
STPモード時にはステップ移動の他、次の操作を行うことができます。
● 速度の切替（速度グループの切替）

JOGモード

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００● 表示単位の切替（パルス/mm/μm/nm/角度）● 現在座標値の変更

ＪＯＧ
ＳＰ１

● 軸の停止（移動中の軸の停止）● 原点復帰メニュー画面と共通
これらの操作や設定については、他の移動モード（JOG,ABS）の項でまとめて解ですので、「移動モード時の操作と設定」（→P.41）（→
説してあります。原点復帰については、「 Home（原点復帰）」

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

P.56）をご覧ください。
STPモード選択■ STPモードの操作（ステップ数の設定と移動）
1 「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」になっていること

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

を確認します。

2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］［−］でカーソルを STP に移動し［Ent］
を押します。

STPモード画面

4 ステップ数設定画面が表示されます。

Ａ：＋０００００００１
Ｂ：＋０００００００１● カーソルはA軸の最少桁に表示されます。

ＳＴＰ
ＳＥＴ

● 現在の設定値が表示されます。

5 A軸のステップ数を設定します。
［−］
桁の移動：左右の［＋］A軸ステップ数設定

値の設定：前後の［＋］［−］Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋０００００００１

6 A軸の設定が終了したとき、またはA軸の設定を変更しないときは（または［−］キー）

ＳＴＰ
ＳＥＴ

を押します。
［Ent］

7 A軸の入力が完了し、カーソルがB軸に移動します。
B軸ステップ数設定

以下同様にB軸の数値の変更を行います。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋０００００００１、行わない場合は［Stop］
されます。書き込みを行う場合は［Ent］

以下同様に全軸のステップ数を設定します。

8 全軸を設定し［Menu］を押します。

を選択します。
● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、で元の設定
この場合は電源再投入（またはRESTA：コマンド）に戻ります。

ＳＴＰ
ＳＥＴ

書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

9 STPモード（ステップ移動モード）になります。
［−］
を押すごとに設定されたステップ数でステージが各軸の［＋］
移動します。
● ステージ移動中に移動を中止（停止）する場合は、［Stop］を押
します。

42

STP移動モード

Ａ：＋００００２０００
Ｂ：＋００００１５００（移動する軸のキーを押します。）

ＳＴＰ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-CM2

ステップ移動のみを行う場合
既にステップ数が設定済みでステップ移動のみを行う場合は、JOG
モード時に［J/S］を押すと「STPモード」に切り替えることができます。
ステップ数の設定を行わない場合は、メニュー画面から「STPモード」
を選択する必要はありません。

ステップ数の変更
入力したステップ数を変更するには、次の2つの方法があります。
● ステップ数の設定中、入力が完了した軸の設定をやり直すとき
キーを押してカーソルを戻し再入力してください。
は、［High］● すでにステップ数の設定が終了し、ステップ移動モードになってを押して「メニュー画面」に戻り、やり直しいるときは、［Menu］てください。

STPモードを解除するときは「STPモード」
を解除して「JOGモード」に戻したいときは、［J/S］
を押します。

リミットを検出すると移動中にステージのリミットを検出すると停止します。リミットで停止した軸の座標値表示の右側に符号が表示されます。
解除するには、逆方向への移動、または原点復帰を行ってください。

ソフトリミットが設定されている場合
ソフトリミットが設定されている場合、次のステップ移動の範囲内にソフトリミットがある時は、移動キーを押してもステージの移動を行いません。この場合はリミット検出も表示されませんのでご注意ください。

43

QT-CM2［操作ボックス編］

ABSモード（アブソリュート移動モード）
移動先の座標値を設定して高速でステージを移動します。

■ ABSモードの操作

設定した座標で停止

1 「JOGモード」、「STPモード」になっていることを確認します。
2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを ABS に移動し［Ent］を押します。
JOGモード4 「ABSモード画面」が表示されます。

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋００００００００● カーソルはA軸の最少桁に表示されます。
● 初期値は現在の座標値が表示されます。

ＪＯＧ
ＳＰ１

● A軸→B軸の順に設定を行います。

5 A軸の移動先の座標を設定します。
桁の移動：左右の［＋］［−］メニュー画面値の設定：前後の［＋］［−］

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ● ソフトリミットが設定されている場合は、この範囲を超える座標は入力できません。

6 A軸の設定が終了したとき、またはA軸の移動を行わないときはABSモード選択を押します。
［Ent］

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

7 A軸の入力が完了し、カーソルがB軸に移動します。
以下同様にB軸の移動先の設定を行います。

8 B軸を設定し［Ent］を押すとA軸とB軸のステージが移動を開始します。
● ステージ移動中に移動を中止（停止）する場合は、［Stop］を押ABSモード

Ａ：＋０００００５００
Ｂ：＋００００００００

します。

9 移動が終了すると移動先の座標値が表示されます。

ＡＢＳ
ＳＰ１

モードは「ABSモード」が継続されています。

10「ABSモード」を終了するときは、［Menu］を押します。

リミットを検出すると設定された値がリミット（ステージのリミットセンサ）
を超える場合（または［−］キー）

A軸座標値設定

Ａ：＋００００１８００
Ｂ：＋００００００００

ＡＢＳ
ＳＰ１

でも、入力は有効となります。移動を開始してリミットを検出すると停止します。
解除するには、逆方向への「ABSモード」移動、または［Menu］をに戻し、原点復帰を行ってください。
押して「JOGモード」

B軸座標値設定

Ａ：＋００００１８００
Ｂ：＋００００００００

ＡＢＳ
ＳＰ１

移動中の表示Ａ：＋００００１５８９
Ｂ：＋０００００３５８

ＡＢＳ
ＳＰ１

座標値が変化ABSモード（待機中）

Ａ：＋００００１８００
Ｂ：＋００００１０００

44

ＡＢＳ
ＳＰ１

［操作ボックス編］QT-CM2

TSTモード（テストモード）
RS-232C/USBインターフェースによるホストコンピュータとQTCM2との通信確認用のテストモードで、本体から以下の文字が送信されます。（XXXは、現在お使いのバージョンになります。）
2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2

QT-CM2Ver.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI
TSTモードを行う前にQT-CM2とホストコンピュータとの接続や通信「通信制御編」
設定が終了していることが必要です。（→「接続」P.16 、

P.57〜）High■ TSTモードの操作

JOGモード1 「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」になっていること

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

を確認します。

ＪＯＧ
ＳＰ１

2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを TST に移動し［Ent］を押します。
4 「TSTモード画面」が表示されます。

メニュー画面

5 ［High］を押します。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＧ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

QT-CM2からテスト用文字が送信されます。
6 接続や通信設定が正しければ、ホストコンピュータのディスプレ
イに上記テスト用文字が表示されます。

7 再度送信するときには［High］を押します。
に戻るときは［Stop］
を押します。
終了して「JOGモード」

TSTモード選択

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＧ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

TSTモード画面

ＲＳ２３２Ｃ Ｔｅｓｔ Ｍｏｄｅ
Ｐｕｓｈ ［Ｈｉｇｈ］ Ｋｅｙ

QT-CM2Ver.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI

45

QT-CM2［操作ボックス編］■ QT-CM2とホストコンピュータ間の通信テスト
QT-CM2の通信テストは、操作ボックスで行う「TSTモード」（送信のみ）と、ホストコンピュータから行う「？：コマン
ド」（送受信）の2つの方法があります。

1.「TSTモード」による送信確認（操作ボックスからの操作）
スタート①［Menu］を押して、 TST を選択し［Ent］を押す。
②［High］キーを押すと、次の文字が自動的に送信される。

QT-CM2とコンピュータ
を接続する「QT-CM2Ver.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI」

QT-CM2の電源をONにする
コンピュータの電源をONにする
2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2コンピュータを通信可能状態にする［Menu］を押してTST を選択し［Ent］
を押す
再度［High］
を押す［High］
を押す

コンピュータ
画面に「QT-CM2Ver.・・・」が表示される

NO

正しい表示

High

NO

③ 通信設定が正しければ、次の文字が画面に表示される。
「QT-CM2Ver.XXXCOPYRIGHT(C)CHUO.SEIKI」

YES

YES

送信テスト終了

2. エコーバック機能による送受信確認（ホストコンピュータからの操作）
スタート

②「？
：ABCDE12345」を正しく受信すると、コマンド「？：」を省き「ABCDE12345」を送り返す。

QT-CM2とコンピュータ
を接続する③ 通信設定が正しければ、「ABCDE12345」
が画面に表示される。

QT-CM2の電源をONにする
コンピュータの電源をONにする
コンピュータを通信可能状態にする

2-AXIS STAGE CONTROLLER
with Microstep Driver

QT-CM2コンピュータより「？
：ABCD12345」を
実行する

再度
「？
：ABCD12345」
を実行する

正しく受信すると
QT-CM2は「ABCD12345」を送信する

High

コンピュータ
画面に「ABCD12345」
が表示されるYES「ABCD12345」
が表示されたNONOYES：ABCDE12345」をQT-CM2に送信する。
① コンピュータより「？

送受信テスト終了

46

［操作ボックス編］QT-CM2

PRMモード（パラメータ設定モード）
QT-CM2で使用するパラメータの内容を設定します。
ここでは操作ボックスからのパラメータの設定方法のみを解説します。パラメータの詳しい説明については、「パラメーと「パラメータの詳細」（→P.19）を参照してください。
タ」（→P.18）JOGモード■ PRM（パラメータ）の操作
1 「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」になっていることを確認します。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを PRM に移動し［Ent］を押します。
4 「PRM（パラメータ）設定画面」が表示されます。
パラメータNo. を任意の番号にすると、右側に現在の設定内容が表示されます。

メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

パラメータNo.の選択は、次のキーで行います。
桁の選択：左右の［＋］［−］

PRMモード選択

値の設定：前後の［＋］［−］

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

5 設定を行う「パラメータ」が表示された状態で［Ent］を押します。
6 項目にカーソルが移動しますので、希望する値を選択します。
項目の選択：左右の
［＋］
［−］
値の設定

：前後の
［＋］
［−］

PRMモード画面

軸ごとに設定するパラメータは、次のキーも使用します。
入力軸を進める：［Ent］
入力軸を戻す

Ｎｏ．
００

ＰＲＭ

：
［High］

7 設定が終了したら［Ent］を押します。カーソルが次の項目に移動します。

パラメータNo.選択を繰り他のパラメータ設定を続けて行う場合は、上記手順（4〜7）

Ｎｏ．Ａ：１ Ｂ：１
０３

返してください。

（または［−］キー）ＰＲＭ

8 すべてのパラメータ設定が終了したら［Menu］を押します。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示、行わない場合は［Stop］
されます。書き込みを行う場合は［Ent］

パラメータ設定を選択します。

Ｎｏ．Ａ：１ Ｂ：１
０３● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、で元の設定
この場合は電源再投入（またはRESTA：コマンド）

ＰＲＭ

必要に応じて他の軸も同様に設定します。

に戻ります。
書き込み確認画面

9 JOGモード画面に戻ります。

設定されたパラメータを初期値に戻すには本体の［Reset SW］
を押すか、 RESET： コマンドを実行するとす
べてのパラメータがシステムの初期値にリセットされます。

47

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

QT-CM2［操作ボックス編］

SPDモード（速度設定モード）
ステージ移動時の低速速度、高速速度、加減速時間を4つの速度グループに設定します。ここで設定された内容は、速に反映され、各軸ごとに選択し速度設定することができます。
度グループ番号「SP1~SP4」
項目

設定範囲

初期値

Axis ：速度グループ番号

A1（SP1）〜Ａ4（SP4）A1（SP1）L：低速速度

10pps〜500,000pps

500ppsH：高速速度

10pps〜500,000pps

3,000pps

T：加減速時間

1msec〜1,000msec

100msec● A1（SP1）に設定された値は、通信制御時の「D:」の移動速度になります（相互書換）。
、［Stop］
キーによる減速停止時の減速時間にもなります。また、● ここで設定された加減速時間は、停止コマンド（L）
リミットで反転する場合の加減速時間、停止する場合の減速時間もこの値になります。
設定は必ず、低速速度≦高速速度となるようにしてください。
JOGモード■ SPDモードの操作
1 「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」になっていること

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

を確認します。

2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 左右の［＋］でカーソルを SPD に移動し［Ent］を押します。

メニュー画面

4 「SPDモード画面」になり、現在の設定値が表示されます。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

5 各項目を先頭から順に設定します。
左右の［＋］［−］ ：桁の移動
前後の［＋］［−］ ：値の設定［Ent］：入力項目を進める

SPDモード選択［High］：入力項目を戻す

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

6 一つの項目の設定が終了したら［Ent］を押します。入力が確定してカーソルが次の項目に移動します。

7 すべての設定が終了したら、［Menu］を押します。
フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示、行わない場合は［Stop］
されます。書き込みを行う場合は［Ent］
を選択します。

SPDモード画面

ＡＸＩＳ＝Ａ１ Ｌ＝０００５００
Ｈ＝００３０００ Ｔ＝００５０● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、で元の設定
この場合は電源再投入（またはRESTA：コマンド）に戻ります。

SPDモード設定（または［−］キー）

ＡＸＩＳ＝Ａ１ Ｌ＝００１０００
Ｈ＝００５０００ Ｔ＝０１５０

8 「JOG」モードに戻ります。

書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

48

［操作ボックス編］QT-CM2

ANGモード（ステップ角設定モード）
モータの1ステップあたりの移動角をフルステップに対する分割数で設定します。設定できるステップ角は次のとおり
です。
設定番号

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

分割数

1

2

2.5

4

5

8

10

20

25

40

50

80

100

125

200

250

■ ANGモードの設定

JOGモード1 「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」になっていることを確認します。

2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

3 左右の［＋］でカーソルを ANG に移動し［Ent］を押します。
4 「ANGモード画面」が表示されます。

メニュー画面

A軸の設定値（初期値は 00 ）にカーソルが表示されます。
5 前後の［＋］［−］でA軸のステップ角の設定を行います。
6 A軸の設定が終了したとき、またはA軸の設定を変更しないときは

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

キーを押します。
［Ent］

7 カーソルがB軸に移動しますので、B軸の設定を同様に行います。

ANGモード選択

8 すべての設定が終了したら、［Menu］を押します。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

フラッシュメモリへの「バックアップ書き込み」の確認画面が表示、行わない場合は［Stop］
されます。書き込みを行う場合は［Ent］
を選択します。
● 書き込みを行わない場合でも、設定値は有効です。ただし、で元の設定
この場合は電源再投入（またはRESTA：コマンド）に戻ります。

ANGモード画面

Ａ：００＝１／１
Ｂ：００＝１／１

ＳＴＰ
ＳＥＴ

9 「JOG」モードに戻ります。
ステップ角設定

Ａ：０６＝１／１０
Ｂ：００＝１／１（または［−］キー）

ＳＴＰ
ＳＥＴ

書き込み確認画面

Ｂａｃｋｕｐ Ｗｒｉｔｅ ＯＫ？
Ｙｅｓ＝Ｅｎｔ Ｎｏ＝Ｓｔｏｐ［Ent］でメモリに書き込み［Stop］一時設定

49

QT-CM2［操作ボックス編］

PRGモード（プログラムモード）
QT-CM2では、ティーチングデータおよび、ダウンロード型データをプログラムとして01から15のチャンネルに15個記憶することができます。
各データを作成するときは、ティーチングデータの場合、実際に移動を行いその座標値を記憶し、ダウンロード型デーで作成し、ダウンロードします。
タの場合、付属のプログラムエディタ（QT-EDIT）
この取扱説明書では、ティーチングデータおよび、ダウンロード型データを総称して「プログラム」と呼びます。

■ PRGモードの選択

JOGモード1 「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」になっていること

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

を確認します。

ＪＯＧ
ＳＰ１

2 ［Menu］を押して「メニュー画面」を表示します。
3 右の［＋］でカーソルを PRG に移動し［Ent］を押します。
メニュー画面ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

PRGモードには、次の4つのメニューがあります。

RUN：プログラムの実行
保存されたプログラムを選択し実行します。
PRGモード選択

TCH：ティーチングの記憶操作ボックス
（QT-K）
から実際の移動を行い、その座標値を記憶します。

ＪＯＧ ＳＴＰ ＡＢＳ ＴＳＴＰＲＭ ＳＰＤ ＡＮＧ ＰＲＧ

EDT：ティーチングデータの編集
PRGメニュー画面

保存されたティーチングデータを編集します。

ＲＵＮ ＴＣＨ ＥＤＴ ＤＥＬ

DEL：プログラムの削除
不要なプログラムを削除します。

50

［操作ボックス編］QT-CM2■ RUN：プログラムの実行
プログラムを実行する場合は、現在の位置（座標）がそのプラグラムのスタート位置になっていることを確認してくだを実行してください。
さい。必要に応じて、「JOGモード」、「STPモード」、「ABSモード」に戻り「原点復帰」

1. チャンネルの選択
最初にチャンネル選択画面が表示されますので、目的のプログラムが保存されている番号を選択します。
チャンネル

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＲＵＮ

データの種類桁の選択：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定

を押すと、ティーチングデータの場合、次の「カウンタ番号選択画面」になります。
：［Ent］
ダウンロード型データの場合、プログラムが実行されステージが移動します。

入力の中止 ：［Stop］を押すと「PRGメニュー画面」に戻ります。

データの種類
選択されたチャンネルに保存されているデータの種類を表示します。

DOWNLOAD ：プログラムエディタなどで組まれたダウンロード型のデータ
TEACHING ：ティーチングデータ
NOT IN USE ：未使用のチャンネル
以下「2. カウンタ番号の選択」〜「4. ティーチング実行中の操作」はティーチングデータ実行時の機能です。ダウン（P.52）
をご覧ください。
ロード型データの場合は、「5. ダウンロード型データの実行」

2. カウンタ番号の選択
カウンタ番号はそのプログラム中の「移動ポイント（座標値）」に当たります。この番号を指定することで途中の移動ポ
イントを省略して、希望のポイントからティーチングを実行させることができます。
カウンタ番号を指定せずプログラムを先頭から実行する場合は（カウンタ番号 00 のまま）
［Ent］を押します。

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＲＵＮ
００
カウンタ番号

桁の選択：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定：［Ent］を押すと指定したカウンタ番号の目標値に移動します。

3. ティーチング実行
上記「カウンタ番号の選択」
後、［Ent］を押すと指定したカウンタ番号のポイントに移動して停止します。以降、同様にを押すごとに次のカウンタ番号のポイントに移動します。最後ポイントまで移動し、さらに［Ent］を押すとカウ［Ent］
ンタ番号 00 のポイントに戻ります。
例：カウンタ番号「01」に移動後の表示

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

ＲＵＪ０１

RUJ：ティーチング実行中のジョグ移動、
または1パルス移動
RUS：ティーチング実行中のステップ移動

移動後の座標値

51

QT-CM2［操作ボックス編］

4. ティーチング実行中の操作
ティーチング実行中、ジョグ送り、ステップ送り、1パルス送りの操作が可能です。また、アナログジョイスティック
でのジョグ移動も可能です。
（QT-JS）
その他、次の操作を行うことができます。

バックステップ［Stop］
を押しながら［Ent］
を押すと、一つ前のポイントに戻ります（移動します）。現在のポイントが 00 の場合は、最後のポイントに戻ります（移動します）。

カウンタ番号の変更
ティーチング実行中（どのポイントにおいても）、［Home］
を押すと「カウンタ番号の選択」
画面になります。目的の「カ
ウンタ番号」
を選択して、そのポイントに移動することができます。

ティーチング実行時の速度の切替
ティーチング実行中も移動速度を切り替えることができます。ステージ停止中に［SpSel］
で「速度グループ番号」
を切り替えます。変更された速度で次のポイントに移動して停止します。

表示単位の切替
ティーチング実行中も表示単位を切り替えることができます。
［Disp］
を押すごとにパルス表示と単位表示が切り替わで設定します。
ります。単位表示はパラメータ（No.19,20）

ティーチング実行の中止
ティーチング実行でステージ移動中に［Stop］
を押すと、移動を中止して「PRGメニュー画面」になります。ステージ停を押します。
止中に、「ティーチング実行」を終了するときは［Menu］

5. ダウンロード型データ実行
チャンネルを選択して［Ent］
を押すと、プログラムが実行されます。実行中は、「RUN」が表示され、移動中の座標値が表示されます。

Ａ：＋００００４８６２
Ｂ：＋００００１４９８

ＲＵＮ

移動中の座標値を表示を押すと移動を停止します（一時停止）。［Ent］
を押すと再開します。
実行中、［Stop］に戻ります。
実行が終了すると、「PRGメニュー画面」の「移動キー」
やアナログジョイスティック（QT-JS）のレバー操作は受け付け● 一時停止中は、操作ボックス（QT-K）ません。
を押すと、実行を中止し「PRGメニュー画面」に戻ります。
● 一時停止中にもう一度［Stop］

52

［操作ボックス編］QT-CM2■ TCH：ティーチングの記憶
ティーチングデータの新規作成と登録を行います。
の操作ボックス（QT-K）
から行います。
リンク接続時は、「リンクアドレス1」● プログラムを実行する場合は、現在の位置（座標）がそのプログラムのスタート位置になっていることを確認してく、「STPモード」、「ABSモード」に戻り「原点復帰」
を実行してください。
ださい。必要に応じて、「JOGモード」→「STP● ティーチング記憶中は、ステップ移動の移動量を変更することはできません。必要に応じて、Menu画面」
モード」
で設定しておいてください。

1. チャンネルの選択「PRGメニュー」
で「TCH」
を選択し［Ent］
を押します。
最初にチャンネル選択画面が表示されますので、新規作成して保存する番号を選択します。
注意が表示される番号を選択してください。
新規作成する場合は、必ず「NOT IN USE」
チャンネル

ＣＨ＝０３
ＮＯＴ ＩＮ ＵＳＥ

ＴＣＨ

桁の選択

：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定：［Ent］を押すと次の「カウンタ番号選択画面」になります。

入力の中止 ：［Stop］を押すと「PRGメニュー画面」に戻ります。

2. カウンタ番号の選択
カウンタ番号はそのティーチングデータ中の「移動ポイント（座標値）」に当たります。ティーチングデータはカウンタ
番号順に実行されます。ティーチングの記憶では、カウンタ番号は 00 から始まり、変更はできません。カウンタ番を押します。
号 00 の状態で［Ent］

ＣＨ＝０３
ＮＯＴ ＩＮ ＵＳＥ

ＴＣＨ
００
カウンタ番号

入力確定：［Ent］を押すと次の「ティーチング記憶操作」になります。

入力の中止 ：［Stop］を押すと「PRGメニュー画面」に戻ります。

3. ティーチング記憶操作
この「ティーチング記憶画面」では、実際に「ジョグ移動」、「ステップ移動」、「アブソリュート移動」
を行って、目的のを押すとその座標値が記録され、「カウンタ番号」
が一つ進みます。
ポイント（座標値）に移動させます。移動終了後［Ent］
以下同様に操作を行いすべてのポイントを記憶します。
［J/S］
で「ジョグ送り」
または「ステップ送り」の切り替えができます。

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：＋００００１５００

ＴＣＪ
０１

移動モード
TCJ ：ジョグ移動
TCS：ステップ移動
TCA：アブソリュート移動

A軸の移動 ：左右の［＋］［−］B軸の移動 ：前後の［＋］［−］53

QT-CM2［操作ボックス編］

4. ティーチングメニュー「ティーチング記憶操作中」に［Menu］を押すと、次のメニューが表示されます。

ＪＯＧ ＡＢＳ ＥＮＤ

JOG ： ティーチング記憶操作中「JOG送り」を選択
ABS ： ティーチング記憶操作中「ABS送り」（アブソリュート移動）を選択※アブソリュート移動は行いますが、移動後の座標値は記憶されません。この座標値を記憶させたいときを押し、上記ティーチングメニューから「JOG」
を選択して［Ent］
を押してください。
は［Menu］

END ： ティーチング記憶を終了して、現在までのティーチングデータを保存します。保存後は「PRGメニュー」に戻ります。

■ EDT：ティーチングデータの編集
ティーチングデータの編集を行います。既に保存されたティーチングデータ中の「座標値の変更」、「新たなポイントの追加」、「削除」を行います。

1. チャンネルの選択
最初にチャンネル選択画面が表示されますので、目的のティーチングデータが保存されている番号を選択します。
チャンネル

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＥＤＴ

データの種類桁の選択：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定：［Ent］を押すと次の「カウンタ番号選択画面」になります。

入力の中止 ：［Stop］を押すと「PRGメニュー画面」に戻ります。

2. カウンタ番号の選択変更するカウンタ番号を選択します。番号を切り替えるごとにその「座標値」が表示されます。

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：−００００１５００

ＥＤＴ０２
カウンタ番号

桁の選択：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定：［Ent］を押すと「座標値」にカーソルが移動します。

を押すと現在のカウンタ番号に新しい座標値 0 のカウンタが挿入され、それまでの座標
カウンタ挿入 ：［SpSel］
値は次のカウンタ番号に移動します。
を押しながら［J/S］
を押すと、現在表示中の座標値が削除されます。以降のカウンタは繰り
カウンタ削除 ：［High］
上げられます。
修正の中止：［Stop］を押すと「PRGメニュー画面」に戻ります。（編集内容は保存されません。）

編集の終了：［Menu］を押すと編集内容を保存し「PRGメニュー画面」に戻ります。

54

［操作ボックス編］QT-CM2

3. 座標値の変更
前項「カウンタ番号」選択後、［Ent］を押すと座標値にカーソルが移動します。

Ａ：＋００００３５００
Ｂ：−００００１５００

ＥＤＴ
０２

桁の選択

：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定：［Ent］を押すと、次の軸の座標値にカーソルが移動します。

項目の戻しを押します。一つ前の軸にカーソルが戻ります。入力中の場合は、元のデータに戻ります。
：［High］

を押すと、カウンタ番号にカーソルが移動します。入力中の場合は、元のデータに戻りカウンタの指定 ：［Home］
ます。
修正の中止

：［Stop］を押すと「PRGメニュー画面」に戻ります。

編集の終了：［Menu］を押すと編集内容を保存し「PRGメニュー画面」に戻ります。

■ DEL：プログラムの削除
チャンネル番号を指定して、そのプログラムすべてを削除します。

1. チャンネルの指定と削除
最初にチャンネル選択画面が表示されますので、削除するプログラムが保存されている番号を選択します。
チャンネル

ＣＨ＝０２
ＴＥＡＣＨＩＮＧ

ＤＥＬ

データの種類桁の選択：左右の［＋］［−］

値の設定：前後の［＋］［−］

入力確定

を押すと、選択した番号のデータを削除し、「PRGメニュー画面」に戻ります。バックアップメ：［Ent］
モリからも削除されます。（削除したチャンネル番号は、未使用になります。）

入力の中止 ：［Stop］を押します。「PRGメニュー画面」に戻ります。

55

QT-CM2［操作ボックス編］

Home（原点復帰）
ステージを原点復帰します。原点復帰の方向および方法はQT-CM2本体のパラメータで設定されています。
（→「パラ「原点復帰動作」P.24 ）メータ」P.18 、Home（原点復帰）の機能は、「JOGモード」時、「STPモード」時に有効となります。

■ Home（原点復帰）の操作

JOGモード（STPモード）

1 「JOGモード」または「STPモード」になっていることを確認します。

Ａ：＋００００１５００
Ｂ：−０００００５００

ＪＯＧ
ＳＰ１

2 ［Home］を押します。
3 「HOMEモード画面」が表示されますので、原点復帰を行う軸を指定します。
軸の選択：左右の［＋］［−］原点復帰軸指定値の設定：前後の［＋］［−］（復帰は 1 を選択）

Ａ：１ Ｂ：０

4 設定後［Ent］を押すと、原点復帰動作を開始します。

ＨＯＭ

5 原点を検出すると停止して座標値 0 を表示し、原点復帰前のモードに戻ります。

原点復帰させる場合 1 それ以外は 0

原点復帰動作中のステージを停止させたいときは［Stop］
を押すと原点復帰動作を中止して停止します。停止方法は、減速停止または即停止になり（パラメータNo.55）、
で設定された値になります。
減速時間はパラメータ（No.07,10）
注意● 原点復帰中の停止では、設定された停止方法（減速停止、または即停止）に関係なく停止時の座標値に誤差が生じます。
● 未使用の軸は、原点復帰の選択はできません。
です。
● 原点復帰中の停止方法の初期値は、減速停止（100msec）

原点復帰エラー
原点復帰に失敗すると、原点復帰エラー状態になります。表示部にエラー表示（Er ）をし、「STOP 」キー以外のキーの受付を拒否しま

Ａ：−１０３０５０７８ＥｒＨＯＭ
Ｂ：＋００００００００

す。
キーを押すと原点復帰エラー状態を解除します。原点復帰「STOP」の失敗原因（センサの有無や論理、モード、原点復帰速度を下げる等）を取り除いてから原点復帰をやり直してください。

56

原点復帰エラーの表示例（A軸）Section 3
通信制御編

QT-CM2［通信制御編］

通信制御について
QT-CM2はRS-232C形式およびUSBの通信インターフェイスを標準装備し、これらを使用して通信制御を行うことができます。

注意
コンピュータの操作についてのご質問には、当社では応じられませんのでご了承ください。また、通常次のようなサポートは行っておりませんので、ご了承ください。
● お客様のシステムに合わせた当社コントローラのプログラム変更● 個々のご要望によるプログラム開発● 当社製品とお客様が用意した製品を組み合わせて作られた装置に対し、コンサルティングに関するサービス● 個々のご要望によるプログラムなどのデバッグ作業■ 通信制御を行うための通信設定について
ホストコンピュータによる通信制御では、体系化されたコマンド書式や簡単なプログラムを組んで次のような操作を行うことができます。
・ステージ動作の各種コントロール
・パラメータ設定
・システムのリセット、再起動
・通信回線チェック

QT-CM2とホストコンピュータ間の通信設定もパラメータで設定されています。このパラメータ設定は、操作ボックを使用して行う方法と、ホストコンピュータからの通信制御によって行う方法の2つがあります。
ス（QT-K）（→P.77）を参照してください。
通信制御によるパラメータ設定を行う場合は、コマンド「P：」

QT-CM2の通信設定の初期値は次のとおりです。
Param No.
51
53

項目

設定内容

デリミタ

0：CR+LF 1：CR 2：LF 3：CR+LF
ボーレート
0：38400 1：4800 2：9600 3：19200
ビット長
0：L8 1：L7
パリティビット 0：PN（無） 1：PE（偶数） 2：PO（奇数）ストップビット 0：S1（1） 1：S2（2）RS-232C通信設定

初期値

0
2
0
0
0

注意
● 変更したパラメータを有効にするには、QT-CM2の電源再投入または「RESTAコマンド」
が必要です。
● 通信設定がホストコンピュータ側と一致していない場合、通信が正常に行われません。

58

［通信制御編］QT-CM2

RS-232C通信仕様
RS-232Cによる通信制御を行う場合のコネクタ結線を示します。

IBM-PCの場合

QT側
9ピン

（オス）

D-Sub
9pin メス

D-Sub
9pin メス

1
2
3
・
・
・
6
7
8
9

1
2
3
・
・
・
6
7
8
9

SHELL

SHELL

PC AT側9ピン（オス）

ピン配列は標準のPC AT互換機と同じです。接続ケーブルは、ACB-RS-2（別売）、または市販の9pin［メス−メス］
全結線ストレートタイプをお使いください。

コマンドレスポンス
通信制御のレスポンス「有り」と「無し」の選択と設定状態の確認ができます。
を使用します。（→「X：コマンド」
P.81）
コマンドレスポンスは、「X：コマンド」

レスポンス無し
送られたコマンドに対してアクノリッジ（コマンドが正しく受信できたどうか）を返しません、状態確認はステータス
で行ってください。
確認「Q：コマンド」

レスポンス有り送られたコマンドに必ずアクノリッジを返します。コマンドがエラーの場合はアクノリッジとしてエラーコードを返します。
（→「エラーコード」P.84）
レスポンス無し
ホスト側

レスポンス有り
QT側

ホスト側

コマンド

処理

コマンド

Q：

ステータス

コマンド

処理

Q：

ステータス

コマンド

コマンド

処理

Q：

ステータス

コマンド

Q：

QT側
正常の場合

正常の場合

エラーの場合処理
アクノリッジ処理
アクノリッジ
処理
エラーコードステータス

コマンド処理時間
QT-CM2のコマンド処理時間は、最大約1msecです（ホストコンピュータとQT-CM2間の通信時間は除く）。

59

QT-CM2［通信制御編］

本書のコマンドについて
この章では、QT-CM2に使用されるコマンドの書式、機能、注意事項などについて解説してあります。
各コマンドは、次のような構成になっています。
②↓

H：原点復帰（Home）

①

→

③

→ 【機

能】 原点復帰を行います。
〈軸名〉（軸名＝A,B,C,D,E,F）
式】 H：

④

→ 【書

⑤

→【

⑥

→ 【返 答 例】 A1000,8000,100（速度設定値の返答例）

⑦

→ 【備

⑧

（L：）
→ 【関連コマンド】 停止コマンド

例】 H：ABCDEF
考】 ステージを機械原点に戻します。
原点検出後は内部の位置カウンタがクリアされ、表示も同様に 0 になります。

① コマンド② コマンドの名称、コマンドの意味を示します。
③ 機能：コマンドの機能を簡単に示します。
④ 書式：コマンドの記述方法を示します。
カッコ〈 〉の位置に軸名や選択値などを入力します。
⑤ 例：実際に軸の指定文字や座標値の数値などを入れた入力例を示します。
⑥ 返答例：返答があるコマンドの場合、返答例を示します。
⑦ 備考：関連する情報や補足説明などを示します。
⑧ 関連コマンド：関連するコマンドを示します。

区切り文字について
項目の区切りには通常 P を使用しますが、 ,（カンマ）を使用することもできます。
（例）D：A1000P8000P100 または D：A1000,8000,10060

［通信制御編］QT-CM2

コマンドの書式● コマンドはASCII文字で表記されます。
、数字（30h〜39h）
、コロン
（3Ah）
、＃
（23h）
、？
● コマンドとして送れる文字は、アルファベットの大文字（41h〜5Ah）
、
カンマ
（2Ch）
、
＋
（2Bh）
、
−
（2Dh）
の42種類で、すべて半角文字を使用します。
（3Fh）
（：）
の後に、各設定が付き、行の終わり● 一つのコマンドは1行で構成され、形式は1〜5文字のアルファベット＋コロン
コードまたは［CR＋LF］
です。コマンドの【例】
では、［CR＋LF］
は省略してあります。
は
［CR］

コマンド
1

4

G ： CR LF
コロン（3AH）
コマンド文字コマンド＋軸指定＋命令内容
1
A ：

n
①軸名

①命令内容

②軸名

②命令内容

CR LF

使用可能バイト数はコマンドによって異なります。

または B（B軸）
文字を用います。
● 軸名の指定には A（A軸）（例） A：A2000……アブソリュート移動（A軸＝＋2000）「B＋1000A–2000」
のような
（B→A）
指定を行うと書式エラーとな
軸名の指定は必ずA→Bの順で行ってください。
ります。
、「JGO：」
コマンドは符号を省略できませ● ＋ 符号は省略できます。
（ − 以外は ＋ となります。ただし、「J：」ん。）● 座標値などの数値は符号と1桁〜8桁の数字。
は使わないでください。数字の0は有効です。
スペースコ一ド（空白、20h）（例）A：A1000B2000.......... ○ OK（符号 ＋ は省略可）

A：A＋1000B–2000.......... ○ OK

A：A123456789.......... × 8桁以上でエラー

A：A□1000B2000.......... ×

スペースは使用できない

A：A1000□B2000.......... ×

スペースは使用できない

A：A1000B20□00.......... ×

スペースは使用できない※□はスペースを表します。

注意プログラム言語の種類によって、数値変数を文字変数に変換した場合、自動的に文字列先頭にスペース（空白）コードが付きますので、この場合はスペースを削除する処理が必要です。
数値変数 ＋ 1 2 3 4 5

文字変数へ変換→ □ 1 2 3 4 5
↑
空白が挿入

61

QT-CM2［通信制御編］

コマンド一覧
QT-CM2で使用するコマンドの一覧です。
コマンド
コード

A
AGO
B

機

書

能

式

備

考

アブソリュート移動

A：〈軸名〉〈座標〉

1軸（移動開始は［G:］）（移動先座標値設定）

A：〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2軸（移動開始は［G:］）アブソリュート移動

AGO：〈軸名〉〈座標〉

1軸（移動先座標値設定と移動開始）（座標値設定＋移動開始）

AGO：〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2軸（移動先座標値設定と移動開始）

2軸間の簡易直線補間

B：〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2軸（移動開始は［G:］）

BGO：〈軸名〉
〈座標〉
〈軸名〉
〈座標〉

2軸（移動先座標値設定と移動開始）

座標値設定移動（設定）

BGO

2軸間の簡易直線補間座標
値設定移動（設定＋移動）C

汎用出力端子制御

C：〈OUT4の接続設定〉〜〈OUT1の接続設定〉

OUT4〜OUT1を設定

D

移動速度・加減速時間設定

D：〈軸名〉〈低速〉
P〈高速〉P〈加減速〉

低速速度、高速速度、加減速時間を設定

現在設定値の確認

D：〈軸名〉R

ホストに現在設定値を返す

E

非常停止（全軸）

E：

減速停止

F

フラッシュメモリへの書込

F：

バックアップメモリへのデータ保存

G

駆動

G：

全軸

G：〈軸名〉

駆動する軸を指定

H

原点復帰

H：〈軸名〉

原点復帰する軸を指定

I

センサ入力確認I：

全軸、ステージのセンサ状態を返す

I：〈軸名〉

1軸（軸を指定）、ステージのセンサ状態を返す

J
JGO
L
M

ジョグ移動

J：〈軸名〉〈方向〉

1軸（軸と方向の指定、移動開始は［G:］）（軸と方向の設定）

J：〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉

2軸（軸と方向の指定、移動開始は［G:］）ジョグ移動

JGO：〈軸名〉〈方向〉

1軸（軸と方向の指定＋移動）（軸と方向の設定と移動）

JGO：〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉

2軸（軸と方向の指定＋移動）

停止

L：

全軸

（減速停止／即停止選択）

L：〈軸名〉

1軸（軸を指定）

ステップ移動

M：〈軸名〉〈パルス数〉

1軸（軸とパルス数の設定、移動開始は［G:］）（ステップ数の設定）

M：〈軸名〉〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉

2軸（軸とパルス数の設定、移動開始は［G:］）ステップ移動MGO：〈軸名〉〈パルス数〉

1軸のパルス数の設定と移動（ステップ数の設定と移動）

MGO：〈軸名〉〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉

2軸のパルス数の設定と移動

パラメータ書込み

P：〈パラメータNo.〉〈設定値〉

パラメータの設定

パラメータ読込み

P：〈パラメータNo.〉R

ホストに現在設定値を返す

Q

ステータスリクエスト

Q：〈要求内容〉

全軸の座標値やステータスを要求

R

座標値設定

MGO
P

Q：〈軸名〉〈要求内容〉〈軸名〉〈要求内容〉

軸ごとに座標値やステータスを要求

R：〈軸名〉〈座標値〉

1軸

R：〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉

2軸

ステップ角切替

S：〈軸名〉〈設定値〉

フルステップに対する分割数の設定

現在設定値の確認

S：R

ホストに現在設定値を返す

W

ウエイト

W：〈単位時間〉

設定した単位時間分休止する

X

コマンドレスポンス切替

X：〈設定値〉

レスポンス「0：無し」「1：有り」切替

レスポンス現在設定値の確認

X：R

ホストに現在設定値を返す

SY

汎用入力端子の状態確認

Y：

汎用入力端子のポート1〜4の入力状態を返す？

バージョン確認？：

ホストにシステムバージョン記号を返す

RESET

システムリセットRESET：

システムの初期化

リスタート

RESTA：

電源再起動と同様の操作

注釈（非実行コマンド）＃：プログラム中の注釈（動作には影響しない）

RESTA
＃

※コマンドの区切り文字は P の代わりに ,（カンマ）も使用可能。
※リンク接続時は、2 軸の書式をくり返します。軸名は、AB 、CD 、EF となります。

62

［通信制御編］QT-CM2

コマンド

A： アブソリュート移動（Absolute）【機能】
設定座標位置への移動を行います。
コマンドは、目標座標の設定のみで、移動開始は「G：」コマンドで行います。目標座標の設定後、すぐに移動を「A：」
コマンド（→次ページ）
で行います。
開始させるときは「AGO：」
座標値設定範囲＋99,999,999〜−99,999,999

1回の最大移動量±16,777,215パルス（目標座標−移動開始座標値〔現在値〕）【書式】
1） A：〈軸名〉〈座標値〉......... 1軸の場合
2） A：〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
（以下くり返し）......... 2軸、およびリンク接続※以下同様に6軸まで設定可能【例】
A：A1000.......... A＝1000 を設定（A軸の移動目標を1,000に設定〔絶対座標〕）

A：A1000B2000.......... A＝1000, B＝2000 を設定（移動目標をA軸1,000、B軸2,000に設定〔絶対座標〕）

A：A−1500.......... A＝−1500 を設定【備考】● アブソリュート移動では、「SPD（速度設定モード）」
または「D：コマンド」
で設定された速度（高速）
で移動します。移動中にリミットを検出した場合は停止します。
（座標値は停止した位置を示します。）● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再設定可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーを返します。
となります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！0」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、
「A→B」

63

QT-CM2［通信制御編］

AGO： アブソリュート移動【機能】
設定座標位置への移動を行います。
「AGO：」
コマンドでは、移動先座標値の設定後すぐに移動を開始します。
（「G：」
コマンドは不要です。）
座標値設定範囲＋99,999,999〜−99,999,999

1回の最大移動量±16,777,215パルス（目標座標−移動開始座標値〔現在値〕）【書式】
1） AGO：〈軸名〉〈座標値〉........... 1軸の場合
2） AGO：〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉
（以下くり返し）........... 2軸、およびリンク接続※以下同様に6軸まで設定可能【例】
AGO：A1000
AGO：A1000B2000
AGO：A−1500............ A＝1000 に移動A軸の移動目標を1,000に設定〔絶対座標〕）............ A＝1000,B＝2000 に移動（移動目標をA軸1,000、B軸2,000に設定〔絶対座標〕）............ A＝−1500 に移動【備考】● アブソリュート移動では、「SPD（速度設定モード）」
または「D：コマンド」
で設定された速度（高速）
で移動します。移動中にリミットを検出した場合は停止します。
（座標値は停止した位置を示します。）● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再設定可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーを返します。
となります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！0」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、
「A→B」

64

［通信制御編］QT-CM2

B：2軸間の簡易直線補間移動設定【機能】
任意の2軸間で簡易直線補間移動を行う軸名と目標座標の設定を行います。
コマンドは設定のみで、移動開始は「G：」コマンドで行います。移動条件を設定後、すぐに移動を開始させると「B：」
コマンド（→次ページ）を使用します。
きは「BGO：」
座標値設定範囲＋99,999,999〜−99,999,999

1回の最大移動量±16,777,215パルス（目標座標−移動開始座標値〔現在値〕）【書式】
1） B：〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉 .......... 必ず2軸で設定【例】
B：A1000B2000
B：A500B−3000....... 簡易直線補間の目標をA軸 1000 、B軸 2000 に設定（絶対座標）....... 簡易直線補間の目標をA軸 500 、B軸 −3000 に設定（絶対座標）【備考】● このコマンドでの移動速度は、2軸の内の移動量の多い方の速度になり、2軸とも同じ移動量の場合は遅いほうの移動速度になります。
（速度グループ1）
」または、
「D：」
コマンドで設定された速度になります。
● 移動速度は、「SP1● 移動軸設定は必ず2軸を指定します。それ以外の場合はエラーとなります。
を 0（ゼロ）にしてください。バックラッシュ補正が● 直線補間を行う際は、バックラッシュ補正（パラメータNo.16）設定されていると補正方向と移動方向の関係により、意図した簡易直線補間にならない場合があります。
の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、「A→B」● リンク接続で簡易直線補間移動が行われる軸の組み合わせは、AB軸間、CD軸間、EF軸間です。これ以外の組み合は行えません。この場合、エラー（！3：軸指定間違い）となります。
わせ（AC軸間、BF軸間など）

65

QT-CM2［通信制御編］

BGO： 2軸間の簡易直線補間移動【機能】
2軸間で簡易直線補間を行いながら目標座標へ移動します。
コマンドでは、移動条件の設定後すぐに移動を開始します。（「G：」
コマンドは不要です。）「BGO：」
座標値設定範囲＋99,999,999〜−99,999,999

1回の最大移動量±16,777,215パルス（目標座標−移動開始座標値〔現在値〕）【書式】
1） BGO：〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉 ......... 必ず2軸で設定【例】
BGO：A1000B2000
BGO：A500B−3000........... 目標座標 A軸 1000 、B軸 2000（絶対座標）に簡易直線補間で移動........... 目標座標 A軸 500 、B軸 −3000（絶対座標）に簡易直線補間で移動【備考】● このコマンドでの移動速度は、2軸の内の移動量の多い方の速度になり、2軸とも同じ移動量の場合は遅いほうの移動速度になります。
」または、
「D：」
コマンドで設定された速度になります。
● 移動速度は、「SP1（速度グループ1）● 移動軸設定は必ず2軸を指定します。それ以外の場合はエラーとなります。
を 0（ゼロ）にしてください。バックラッシュ補● 簡易直線補間を行う際は、バックラッシュ補正（パラメータNo.16）
正が設定されていると補正方向と移動方向の関係により、意図した簡易直線補間にならない場合があります。
の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、「A→B」● リンク接続で簡易直線補間移動が行われる軸の組み合わせは、AB軸間、CD軸間、EF軸間です。これ以外の組み合は行えません。この場合、エラー（！3：軸指定間違い）となります。
わせ（AC軸間、BF軸間など）

66

［通信制御編］QT-CM2

C： 汎用出力端子制御【機能】
汎用出力端子「OUT1〜OUT4 」の出力状態を制御します。

OUT COMMONへの接続

1：ショート（Lo）／0：オープン（Hi）

初期値

0000（OUT4〜OUT1 すべてオープン Hi ）【書式】
1） C：〈OUT4の設定値〉〈OUT3の設定値〉〈OUT2の設定値〉〈OUT1の設定値〉 .......... 4〜1を設定（4ポートすべての記述が必要）2） C：R【例】
C：0101......... 現在設定値の確認.......... OUT4=Hi 、 OUT3=Lo 、 OUT2=Hi 、 OUT1=Lo【「C:R」コマンドでの返答書式と返答例】【返答書式】〈OUT4の状態〉〈OUT3の状態〉〈OUT2の状態〉〈OUT1の状態〉
【返答例】
1010
（バイト数

.......... OUT4=Lo 、 OUT3=Hi 、 OUT2=Lo 、 OUT1=HI
計4）

回路動作の詳細は、「汎用入出力回路」（→P.87）をご覧ください。

【備考】● 電源をOFFにした場合は、初期値に戻り、値は保持しません。
● リンク接続時は、マスタのみの制御になります。

67

QT-CM2［通信制御編］

D:（D01）：速度グループ1の移動速度・加減速時間設定【機能】1）各軸の低速速度、高速速度、加減速時間を設定します。「D：」と「D01：」は文字が異なるだけで、機能（速度グルーは同じです。
プ1の設定）
ここで設定した「速度グループ1 」は通信制御時の速度となります。また、操作ボックス（QT-K ）の速度グループに反映されます（相互書き替え）
。
「SP1」
設定範囲

低速速度

10pps〜500,000pps

高速速度

10pps〜500,000pps

加減速時間

1ms〜1,000ms● 設定範囲外の設定を行った場合はエラーとなります（低速速度≦高速速度としてください）。
、Stopキーによる減速停止時の減速時間にもなります。また、● ここで設定された加減速時間は、停止コマンド（L）
リミットで反転する場合の加減速時間、停止する場合の減速時間もこの値になります。

2）「D：〈軸名〉R」
コマンドでは、現在設定値の確認を行うことができます。

【書式】
1） D：〈軸名〉〈低速速度〉,〈高速速度〉,〈加減速時間〉,......... 設定軸の設定
2） D：〈軸名〉R......... 設定軸の現在設定値の確認【例】
D：A1000,8000,100 ......... A軸、低速速度1,000pps 高速速度8,000pps 加減速時間100ms
D：B500,5000,50.......... B軸、低速速度500pps

D：AR.......... A軸の現在設定値の確認

高速速度5,000pps

加減速時間50ms【「D：〈軸名〉
R」コマンドでの返答書式と返答例】【返答書式】〈低速速度〉〈区切文字〉〈高速速度〉〈区切文字〉〈加減速時間〉【返答例】
D：ARの場合 01500 , 09000 , 0800 .......... A軸＝低速1,500pps 、高速9,000pps 、加減速800ms
（バイト数

5

1

5

1

4

計16）

注意
● 返答に使用する区切り文字は、 , （カンマ）のみで、 P の選択はできません。
● 設定値の範囲であっても、非常に速い速度設定や、加減速時間設定を極端に短くした場合は、ステージが動かなかったり、脱調を起こしたりします。適切な設定値でご使用ください。
が目安になります。
● 加減速時間は、「高速速度と低速速度の設定の差を100で割ったくらいの値」の値に反映されます。
● このコマンドでの設定値は、操作ボックスで行う「SPDモード」● 移動中の設定、変更はできません。
コマンドは1軸ごとの指定になります。2軸同時の指定はできません。リンク接続時のスレーブ1,2への指定も●「D：」（J：コマンド、JGO：コマンドを除く）
同様に1軸ごとになります。

D02:, D03:, D04: 速度グループ2〜4の移動速度・加減速時間設定
速度グループ2〜4を設定します。設定方法は、「D：（D01：）」と同じです。ここで設定された内容は、操作ボックスの速度グループSP2〜SP4に反映されます。
（QT-K）

68

［通信制御編］QT-CM2

E：非常停止【機能】
移動中の全軸に対して停止を行います。停止後は非常停止状態となり、ステージの移動はできません。下記（備考）を実行し、解除してください。
または「D：コマンド」
で設定されている値となります。
停止方法は減速停止となり減速時間は「SPDモード」

注意［Stop］
キー以外のキー操作や移動に関するコマンドが拒否されます。
【書式】
1） E： ......... 全軸停止
【備考】
「E：」
コマンド（非常停止）
実行後は、次のいずれかを実行して非常停止状態を解除します。
（非常停止後の解除方法）
が 1 の場合［Stop］
キーを押す。
● パラメータNo.54
コマンド、「RESTA」
コマンドを実行する。
●「RESET」● 本体電源の再起動を行う。

【関連コマンド】
停止コマンド「L：」

F：フラッシュメモリへの書き込み【機能】
フラッシュメモリへの書き込みを行います。

QT-CM2では、パラメータやコマンドで設定した内容を保存するバックアップメモリにフラッシュメモリを使用しています。フラッシュメモリへの保存は、通信制御による本コマンドで行います。

【書式】
1） F：
【備考】
書き込み終了後に OK の文字を返信します。
● すべての軸が停止中の場合のみ実行可能。
● 書き込みが完了するまですべてのコマンドを受け付けません。

注意
パラメータやD：コマンド、S：コマンドで設定を変更した場合は、必ず本コマンドを実行してください。本コマンド（RESTAコマンドも同様）。特に通信条件の変更は、電源を実行せずに電源を OFF すると、設定値は保存されません
再投入かRESTA実行後有効になりますので、必ず事前にF：コマンドを実行してください。

69

QT-CM2［通信制御編］

G：移動開始（GO）【機能】
移動開始コマンドです。他のコマンド
「A：」
、
「B：」
、
「J：」
、
「M：」
と必ずペアで使用し、移動は1回限りです。
「G：」
コマンドのみを連続して使用し、直前の移動コマンドをくり返すことはできません。

【書式】
1） G：
............ 全軸の移動開始（停止中の軸のすべてが対象）
2） G：〈軸名〉............ 指定軸の移動開始
G：〈軸名〉〈軸名〉（以下くり返し） ............ 軸指定の場合（リンク接続時）【備考】● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。

H：原点復帰（Home）【機能】
現在位置よりステージの原点（原点センサまたは、座標値 0 を原点とするソフト原点）に原点復帰を行います。
原点復帰の方法は、パラメータで設定された方法で動作します。
（→「原点復帰動作」P.24）【書式】
1） H：〈軸名〉〈軸名〉............ 指定軸の原点復帰を行います。指定軸の省略はできません。
「H：」とした場合はコマンド文法エラーとなります。

【例】
H：A
H：B
H：AB
H：ABCDEF............ A軸のみの原点復帰............ B軸のみの原点復帰............ A軸、B軸の原点復帰............ A〜F軸
（6軸）の原点復帰（リンク接続時）

注意
未使用の軸の原点復帰を行うと、原点復帰処理が終了しません。その場合、操作ボックスの［Stop］
を押すか、L：コマ
ンドで原点復帰を中止してください。

【備考】● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。

70

［通信制御編］QT-CM2

I：センサ動作状態の確認
【機能】
各軸ごとの
「リミットセンサ」、「原点センサ」、「原点前センサ」の動作状態を確認できます。

1＝センサ動作信号 入力状態

返答形式の意味

0＝センサ動作信号 未入力状態
返答値は、センサ動作論理を反映した値になります【書式】
1 ） I：.......... 全軸の場合
2） I：〈軸名〉.......... 軸指定の場合
I：〈軸名〉〈軸名〉（以下くり返し） .......... 軸指定の場合（リンク接続時）
【例】
I：
I：A

............ 全軸の確認............ A軸のみの確認【返答形式】
0110（バイト数............ 1軸設定の返答

4）

0 1 1 0
原点
原点前
−リミット
＋リミット

0110,1001 ............ 2軸設定の返答
（バイト数

4

1

4 計9）

A軸

区切り
↓

B軸

0 1 1 0 , 0 0 0 0
原点
原点前
−リミット
＋リミット

【備考】
● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
を返します。
● 未使用センサは「0 」

71

QT-CM2［通信制御編］

J：ジョグ移動（Jog）【機能】
ジョグ移動を行う軸と方向を指定します。移動開始は「G：」
コマンド、停止は「L：」
コマンドで行います。移動条件をコマンドを使用します。
設定後、すぐに移動を開始するときは「JGO：」
コマンドまたは「SPDモード」
での設定値になります。
（高速への切り替えはできません。）● 移動速度は低速で、「D：」は省略できません。
● 軸名と方向は必ずペアで指定し、方向を表す符号（＋/−）（
「低速速度」と「加減即時間」）が可能です。
「低速速度の変更」によって● ジョグ移動中、D：コマンドによる速度変更
移動中に速度変更が行われたときは、設定されている「加減即時間」で速度が変わります。
注意は無効ですが、設定は「低速速度」
以上の値を設定すジョグ移動中のD：コマンドによる速度変更では、「高速速度」
る必要があります。

1回の最大移動量±16,777,215パルス

移動方向符号＋：CW方向−：CCW方向【書式】
1） J：〈軸名〉〈方向〉............ JOG移動指定（1軸）2） J：〈軸名〉〈方向〉〈軸名〉〈方向〉............ JOG移動指定
（2軸）
【例】
J：A＋
........... A軸をCW方向（＋）へJOG移動指定
J：A＋B− ........... A軸をCW方向（＋）、B軸をCCW方向（−）へJOG移動指定【関連コマンド】
移動開始コマンド「G：」、停止コマンド「L：」【備考】● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。

72

［通信制御編］QT-CM2

JGO：ジョグ移動【機能】
ジョグ移動を行う軸と方向を指定し、指定後にジョグ移動を開始します。
（「G：」
コマンドは不要です。）停止は「L：」
コマンドで行います。
コマンドまたは「SPDモード」
での設定値になります。
（高速への切り替えはできません。）● 移動速度は低速で、「D：」は省略できません。
● 軸名と方向は必ずペアで指定し、方向を表す符号（＋/−）（
「低速速度」と「加減即時間」）が可能です。
「低速速度の変更」によって● ジョグ移動中、D：コマンドによる速度変更
移動中に速度変更が行われたときは、設定されている「加減即時間」で速度が変わります。
注意は無効ですが、設定は「低速速度」
以上の値を設定すジョグ移動中のD：コマンドによる速度変更では、「高速速度」
る必要があります。

1回の最大移動量±16,777,215パルス

移動方向符号＋：CW方向−：CCW方向【書式】
1） JGO：〈軸名〉〈方向〉............ JOG移動指定（1軸）2） JGO：〈軸名〉
〈方向〉
〈軸名〉
〈方向〉............ JOG移動指定（2軸）【例】
JGO：A＋............ A軸をCW方向（＋）へJOG移動
JGO：A＋B− ............ A軸をCW方向（＋）、B軸をCCW方向（−）へJOG移動【関連コマンド】
停止コマンド「L：」【備考】● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。

73

QT-CM2［通信制御編］

L：減速停止・即停止【機能】
移動中のステージを停止します。
停止方法（減速停止・即停止）はパラメータNo.55で設定します。
または「D：コマンド」
で設定されている値となります。
減速停止時の減速時間は「SPDモード」

【書式】
1） L：
........... 移動中の軸すべてを停止
2） L：〈軸名〉........... 停止する軸を指定
L：〈軸名〉〈軸名〉（以下くり返し） ........... 停止する軸を指定（リンク接続時）
【例】
L：
L：A

............ 移動中の軸すべてを停止............ 移動中のA軸のみを停止【関連コマンド】
非常停止コマンド「E：」

注意● 停止方法が 即停止 に設定されている場合、本コマンドを実行すると表示される座標値と実際の位置に誤差が発生します。
コマンドの停止は「L：」
コマンド（軸設定無し）で行ってください。
「L：AB」とした● 全軸を停止させるときや、「B：」
場合は、2軸が移動中であることが条件となります。それ以外の場合はエラーとなります。

【備考】● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。

74

［通信制御編］QT-CM2

M：ステップ移動（Move）【機能】
ステップ移動する軸と移動量（パルス数）を設定します（相対移動）。
コマンドでは、軸、方向、移動量（パルス数）の設定のみで、移動開始は「G：」コマンドで行います。移動条件を
「M：」
コマンド
（→次ページ）を使用します。
設定後、すぐに移動を開始するときは「MGO：」

1回の最大移動量±16,777,215パルス● 移動は高速で移動速度は、「D：」
コマンドまたは「SPDモード」
での設定値となります。
」ステップモード）とは異なり、設定したステップ数は移動後にクリアされます。
● 本コマンドは操作ボックスの「STP（（本コマンドでは、移動ごとにステップ数を設定する必要があります。）【書式】
1） M：〈軸名〉〈パルス数〉........... 1軸設定
2） M：〈軸名〉〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉........... 2軸設定
【例】
M：A2000........... 現在値からA軸を＋方向（CW）に 2,000 パルス移動する設定
M：A3000B−2000 ........... 現在値からA軸を＋方向（CW）に 3,000 パルス、B軸を−方向（CCW）に 2,000 パルス移動する設定
【備考】
●「M：」
コマンドで設定されたステップ数は、操作ボックスで行う「STPモード」には反映されません。
● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再設定可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーを返します。
となります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！0」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、「A→B」【関連コマンド】
移動開始コマンド「G：」、停止コマンド「L：」75

QT-CM2［通信制御編］

MGO：ステップ移動【機能】設定された軸と移動量（パルス数）でステップ移動します（相対移動）。
（「G：」
コマンドは不要です。）

1回の最大移動量±16,777,215パルス● 移動は高速で移動速度は、「D：」
コマンドまたは「SPDモード」
での設定値となります。
」ステップモード）とは異なり、設定したステップ数は移動後にクリアされます。
● 本コマンドは操作ボックスの「STP（（本コマンドでは、移動ごとにステップ数を設定する必要があります。）【書式】
1） MGO：〈軸名〉〈パルス数〉............ 1軸設定
2） MGO：〈軸名〉〈パルス数〉〈軸名〉〈パルス数〉............ 2軸設定
【例】
MGO：A2000............ 現在値からA軸を＋方向（CW）に 2,000 パルス移動
MGO：A3000B−2000 ............ 現在値からA軸を＋方向（CW）に 3,000 パルス、B軸を−方向に 2,000 パルス移動
（CCW）
【備考】
●「MGO：」
コマンドで設定されたステップ数は、操作ボックスで行う［STP］には反映されません。
● 他の軸が移動中でも停止している軸に対しては、再移動可能です。移動中の軸に対して設定を行った場合は、エラーを返します。
となります。
（コマンドレスポンスが「有り」に設定されている場合、エラーコード「！0」の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、「A→B」【関連コマンド】
停止コマンド「L：」76［通信制御編］QT-CM2

P：パラメータの読み書き（Parameter）【機能】
パラメータの設定、およびパラメータの現在設定値を読み込みます。

QT-CM2はパラメータにより原点復帰方法や通信方式が設定されています。ここでは、「P：」コマンドでのパラメータを参設定について解説します。各パラメータについての詳しい説明や設定値などについては、「パラメータ」（→P.18）
照してください。

パラメータ読み込み
パラメータの設定値を読み込みます。

【書式】
P：〈パラメータNo.〉R
【例】
①

P：08R

............ パラメータNo.08（原点復帰低速速度）の現在設定値を要求

②

P：51R

............ パラメータNo.51（デリミタ）の現在設定値を要求【返答書式】〈設定値1〈〉区切文字〉〈設定値2〈〉区切文字〉（以下くり返し）【返答例】① 00500 , 02000
5

（バイト数

②

1

5

........... パラメータNo.08（原点復帰低速速度）の現在設定値は、
計11）1

A軸500ppsB軸2,000pps........... パラメータNo.51の現在設定値は、 1 （CR）

（バイト数 1）

注意
● 返送される文字（バイト数）や内容は、パラメータNo.によって異なります。
（→「パラメータ」
P.18）
のみで、 P の選択はできません。
● 返答に使用する区切り文字は、 , （カンマ）パラメータ書き込み
パラメータの設定を行います。

【書式】
1） P：〈パラメータNo.〈
〉軸名〉
〈設定値〉
〈軸名〉
〈設定値〉

....... 各軸毎設定のパラメータ2） P：〈パラメータNo.〈〉区切文字〉〈設定値1〈〉区切文字〉〈設定値2（〉以下くり返し）....... システムパラ
メータ（50番台）【例】
P：08A1000B500 ............ パラメータNo.08（原点復帰低速速度）をA軸1,000pps、B軸500ppsに設定
P：51P0............ パラメータNo.51（デリミタ）
を 0（CR＋LF）に設定【備考】● パラメータNo.51〜53（通信設定）を変更した場合は、必ずF：コマンドを実行し、設定内容をバックアップメモリ（フラッシュメモリ）に書き込んでください。その後、電源再投入、または「RESTAコマンド」を実行してください。バッ
クアップメモリへの書き込みを行わないと変更（通信設定）が有効になりませんので、ご注意ください。
の順（アルファベット順）
で行ってください。逆（B→A）
で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、
「A→B」

77

QT-CM2［通信制御編］

Q：ステータス確認
【機能】
本体の状態
（ステータス）と各軸の現在座標値を確認します。
■ 返答要求の番号と内容
番号

内容

0

座標値とステータスを要求

1

座標値を要求2

ステータスを要求■ ステータス
返答記号

記号の意味

D

移動中

E

非常停止状態（「E：」コマンド実行後など）

H

原点復帰異常で停止状態

L

ソフトリミットでの停止、およびリミット検出で停止K

正常停止状態（移動系コマンド受付可能状態）

C

オーバーフロー（カウンタが16,777,215パルスを超えた）【書式】
1） Q：〈要求番号〉............ 全軸に対して「要求番号」の項目の状態を要求
2） Q：〈軸名〉〈要求番号〉〈軸名〉〈要求番号〉........... 各軸に対して「要求番号」の項目の状態を要求【例】
Q：0............ 全軸の 0（座標値・ステータス）の項目の状態を要求
Q：A1B2 ............ A軸の 1（各座標値）、B軸の 2（ステータス）の状態を要求【返答書式】〈返答値1〉〈区切文字〉〈返答値2〉〈区切文字〉（以下くり返し）【返答例】① ＋00035000L , −00003000K
10

（バイト数

1

10

計21）

............ A軸の座標値 ＋35,000、ステータス「L」（リミット停止）
B軸の座標値 −3,000、ステータス「K」（正常停止状態）＋00025000 , K

②
（バイト数

9

1 1

.......... A軸の座標値 ＋25,000、B軸のステータス「K」
（正常値）
計11）

注意
● 返送される文字（バイト数）や内容は、要求によって異なります。
のみで、 P の選択はできません。
● 返答に使用する区切り文字は、 , （カンマ）● 軸名の指定は、「A→B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B→A）で行うと書式エラーになります。

78

［通信制御編］QT-CM2

R：座標値設定【機能】
現在座標値（現在位置）を任意の座標値に変更します。
座標値設定範囲＋99,999,999〜−99,999,999【書式】
1） R：〈軸名〉〈座標値〉............ 1軸の設定
2） R：〈軸名〉
〈座標値〉
〈軸名〉
〈座標値〉............ 2軸の設定【例】
R：A2000............. A軸の現在座標値を＋2000に変更（入力時 ＋ は省略可）
R：A3000B−4000 ............. A軸の現在座標値を＋3000、B軸の現在座標値を−4000に変更【備考】● 原点復帰を行った場合、座標値は 0 にリセットされます。
（アルファベット順）で行ってください。逆（B→A）で行うと書式エラーになります。
● 軸名の指定は、「A→B」の順

79

QT-CM2［通信制御編］

S：ステップ角切替（Step）【機能】
モータの1ステップあたりの移動角（ステップ角）をフルステップに対する分割数で設定します。設定できるステップ角は次のとおりです。
設定番号

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

分割数

1

2

2.5

4

5

8

10

20

25

40

50

80

100

125

200

250

設定番号は必ず2桁で入力してください。

【書式】
1） S：〈軸名〉〈設定番号〉............ 1軸の設定
2） S：〈軸名〉〈設定番号〉〈軸名〉〈設定番号〉 ............ 2軸の設定
3） S：R............ 現在設定の要求
（2軸）
【例】
S：A01

............ A軸を 01（1／2）に設定

S：A02B07 ............ A軸を 02（1／2.5）、B軸を 20（1／20）に設定※以下同様に6軸まで設定可能【「S:R」コマンドでの送信書式と返答例】【送信書式】
S：R ※全軸一括での要求のみ【返答書式】〈A軸の設定番号〉〈区切文字〉〈B軸の設定番号〉●2軸のみで軸設定はできません。

【返答例】
00,15,01,14,02,13 .......... A軸：00（1/1）、B軸：15（1/250）、C軸：01（1/2）、
D軸：14（1/200）、E軸：02（1/2.5）、F軸：13（1/125）※返答軸数は、パラメータ（No.57）で設定されます。上記は6軸分の返答例です。
【備考】● 本コマンドの設定値はメモリ書き込み操作後保存され、電源再投入後も有効となります。
● 軸名の設定は、「A→B」の順（アルファベット順）で行ってください。逆（B→A）で行うと書式エラーになります。

注意● モータの動作中には、本コマンドは使用できません。

80

［通信制御編］QT-CM2

W：ウエイト【機能】
設定した単位時間分休止します。
設定範囲：0〜100（1単位時間＝100ms）【書式】
W：〈単位時間〉
【例】
W：10
W：100

............ 1秒間休止する............ 10秒間休止する

X：コマンドレスポンスの切替【機能】
通信制御のレスポンス（有り／無し）のモード切り替えと確認を行います。
「レスポンス有り」に設定されている場合は、ホストコンピュータよりコマンドを受け取るたびにレスポンスとして「ア
クノリッジ」、または「エラーコード」
をホストコンピュータに返します。
設定値

機能

0

レスポンス無し

1

レスポンス有りR

レスポンスモードの設定値要求【書式】
1） X：0 ........... レスポンス無しに設定
2） X：1 ........... レスポンス有りに設定
3） X：R ........... レスポンスモードの現在設定値要求【返答書式】
0........... レスポンスモードの現在設定値は
「0 」
（無し）
1
........... レスポンスモードの現在設定値は
「1 」
（有り）
【備考】
エラーコードについては、「エラーコード」（→P.84）を参照してください。

81

QT-CM2［通信制御編］

Y：汎用入力端子状態確認【機能】
汎用入力端子の信号入力状態の確認を行います。この機能は、パラメータNo.59=0（汎用入力端子）
ときに、ポート1〜

4の入力状態を返します。
ポート入力ONのとき 1（＝Lo）
を、OFFのとき 0（＝Hi〔OPEN〕）を返します。

【書式】
Y：......... 汎用入力端子の信号入力状態の要求【返答例】
0110 ......... 先頭から IN4=0（OFF）、 IN3=1（ON）、 IN2=0（ON）、 IN1=1（OFF）？：バージョン表示・エコーバック【機能】
QT-CM2本体のシステムバージョンの表示とエコーバック機能を使用して往復通信回線チェックを行います。
【書式】
1） ？：
2） ？：〈エコーバックさせる文字〉............ システムバージョンの表示............ エコーバックさせる文字を入力【例】？：QTCM2TEST ............. エコーバックさせる文字 QTCM2TEST を送信↑

1〜64文字以内でASCII 20h（スペース）〜7Eh（チルダ）までのキャラクタ（96種類）（例：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.0123456789 ）【返答形式】
1） システムバージョン表示の例
106............ システムバージョン（Ver.106）
（バイト数

3）

2） エコーバック例
QTCM2TEST ............ エコーバックで返ってきた文字【備考】
エコーバック（echo back）
について
コンピュータ通信用語。コンピュータなどから送り出した文字が相手側の機器（コンピュータ、通信ソフト、モデムなど）から、再び端末側（通信側）に送り返される機能。これにより、コンピュータから送り出した文字が正しく伝わったかどうかを確認することができます。

82

［通信制御編］QT-CM2

RESET：システムリセット【機能】
QT-CM2本体のすべてのメモリをクリアして、初期状態に戻します。
注意● パラメータ設定も初期値に戻ります。したがって、RS-232Cの通信設定も初期化されますので、今まで行っていた通信ができなくなる場合があります。必要に応じて、現在のパラメータ設定値をメモに残すなどしてください。
● 本コマンドはステージ移動中は実行できません。
「Z相を使用するモード」
が選択さ● 本コマンドを実行してもドライバのZ相はリセットされません。原点復帰モードでれている場合は、必ず原点復帰を行ってください。

【書式】
1） RESET： ............ システムリセット実行【備考】● USBでの通信制御中にこのコマンドを実行すると、パソコン画面に「デバイス取り外しの警告」が表示されます。
をクリックしてQT-CM2の電源を入れ直してください。
「OK」

RESTA：リスタート【機能】
QT-CM2本体の主電源再投入と同じ状態にします。現在のメモリ内容には影響しません。
注意● 本コマンドはステージ移動中は実行できません。
「Z相を使用するモード」
が選択さ● 本コマンドを実行してもドライバのZ相はリセットされません。原点復帰モードでれている場合は、必ず原点復帰を行ってください。

【書式】
1） RESTA： ............ 本体のリスタート実行【備考】● USBでの通信制御中にこのコマンドを実行すると、パソコン画面に「デバイス取り外しの警告」が表示されます。
をクリックしてQT-CM2の電源を入れ直してください。
「OK」

＃：注釈
【機能】
プログラム中のコメント用にユーザーが自由に使用できます。使用できる文字は次のとおりです。

0〜64文字以内でASCII 20h（スペース）〜7Eh（チルダ）までの文字（96種類）（例：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.0123456789 ）【書式】
1） ＃：〈文字〉【例】＃：QT-CM2 No Chusyaku............ 注釈

QT-CM2は本コマンドを受け取ると非実行コマンドとして処理し、動作は何も行わずエラーとなることもありません。

83

QT-CM2［通信制御編］

エラーコードホストコンピュータからのコマンドを受け取った際に、何らかの異常で命令を実行できないときには、エラーを返します。
（「レスポンス有り」
の場合）
「！」
（21h）
と数字1桁のエラーコードです。
エラーの返りデータはASCII文字の

書式

機能

原因

！0

動作中

動作中のモータに対して移動系のコマンドを送信した、または内部プログラ
ムやティーチング実行中、操作ボックスでの設定中にコマンドを実行した！1

コマンド文法エラー

コマンドの書式に間違いがあった！2

設定範囲エラー

座標値または、設定値が設定範囲を超えた、または書き替え、読み出しが禁止されているパラメータに対し、書き替えや読み出しを行った！3軸設定間違い未使用の軸または設定不可能な軸名を設定した場合！4

文字数のオーバー

デリミタを受信するまでの文字数が規定数を超えた！5

停止命令設定エラー

停止中のモータに対して非常停止以外の停止コマンドを送った！6

リミット検出

スタート時すでにリミットに入っている！7

非常停止検出

非常停止した軸に対して非常停止解除関連以外のコマンドを送った

！8

通信異常

通信ラインの異常、またはドライバ回路の異常！9その他のエラー

上記！1〜8に該当しないエラー

84Section 4
付録
●関連情報

●保証と修理QT-CM2［付録］

センサ入力回路
1. 当社ステージの回路
QT-CM2内部等価回路＋5V

当社製ステージのセンサ等価回路
6番

SVcc

フォトカプラ

センサVcc680Ω

OUT

7番（8,10,11）
CW（CCW、原点、原点前）

GND

センサ入力
9番

680Ω

センサGND

2. その他の回路の場合
QT-CM2内部等価回路＋5V

マイクロスイッチなどを使用する場合
6番

不要

フォトカプラ

センサVcc680Ω

OUT

7番（8,10,11）
CW（CCW、原点、原点前）

GND

センサ入力
9番

680Ω

センサGND

3. ステージ接続ケーブルの長さ
QT-CM2とステージを接続するケーブルは、下記の長さ以内で使用してください。

ステージ接続ケーブル最大長：3m86

［付録］QT-CM2

汎用入出力回路
1. OUT1〜4, OUT STROBE、およびOUT COM端子
QT-CM2外部機器などR（OUT2〜4
OUT STROBE）

Io

OUT1

Vo

OUT COM

Vo max=30 V
Io max=30 mA

注意

OUT1〜4および、OUT STORBEは、オープンコレクタ出力です。従って、出力は、開放（オープン、ハイインピー（回路図中のR）を接続することで H または、 L のダンス）
または、 L の動作になります。外部にプルアップ抵抗等動作になります。このプルアップ用電源は、外部機器側でご用意ください。プルアップ用電源は、コントローラ（QT）の許容範囲を越えないように制限してください。OUT1〜4端子および、OUT STORBEとOUT COM端子間の最大電圧はDC30V 、最大電流は30mA です。

2. IN1〜4, IN STROBE、およびIN COM端子
QT-CM2外部機器など＋5V

OUT（＋5V ）IN COM22Ω
フォトカプラ

680Ω
（IN2〜4IN STROBE）
IN 1
680Ω

R

注意

INコモンの電源電圧はDC5Vをご用意ください。INコモンの電圧が5Vを越える場合は、図中の抵抗「R」を接続し（5V時は不要）
入力電流を10mA〜15mA以下に制限してください。

87

QT-CM2［付録］

PLCを使用した汎用入出力端子の使用例
汎用入出力端子（1〜4）をインターフェイスに用いて、PLC（ Programmable Logic Controller ）等の外部機器からプ
ログラム運転を行うことができます。

■ 手順
1 PLC等の外部機器と汎用入出力端子の電気的な接続を行います。
を参考に接続回路を作製してください。
「汎用入出力回路」（→P.87）2 プログラムをQTコントローラに記憶します。このプログラムと他のプログラムと区別する必要がある場合、このプ
ログラムをダウンロード型プログラムと呼びます。
で作成
プログラムは、操作部のプログラムキーを使用して入力する方法と、付属のプログラムエディタ（QT-EDIT）
したものをダウンロードする方法があります。
プログラムは01〜15チャンネルの15個記憶でき、1チャンネルに、100ステップの命令が入力できます。
プログラミングについての詳細は、操作ボックス編「PROGRAMモード」（→P.50）」および、「QT-EDIT」
取扱説
明書（別冊）をご覧ください。

3 PLC等の外部機器から汎用入力端子に信号を送り、内部プログラムの選択、実行、終了を行います。

■ プログラムの選択、実行、終了について
1. プログラムの選択
パラメータNo. 59（入力端子切替）
を 1（内部プログラムの選択）に設定します。
汎用入力端子に信号を入力して実行するプログラムのチャンネル番号を指定します。汎用入力端子とチャンネル番号の対応は、以下のとおりです。
プログラム ピンNo.

1

2

3

4

チャンネル 信号名

IN 1

1N 2

1N 3

1N 4

−

H

H

H

H

CH01

L

H

H

H

CH02

H

L

H

H

CH03

L

L

H

H

CH04

H

H

L

H

CH05

L

H

L

H

CH06

H

L

L

H

CH07

L

L

L

H

CH08

H

H

H

L

CH09

L

H

H

L

CH10

H

L

H

L

CH11

L

L

H

L

CH12

H

H

L

L

CH13

L

H

L

L

CH14

H

L

L

L

CH15

L

L

L

L

備考
使用不可

HとLの状態説明
H: 入力端子（IN1〜4）を電圧レベルでHi〔開放状態（OPEN）または電源電圧と同じ〕にすると、入力部のフォトカプラ
になります。
が消え、非通電（OFF）88［付録］QT-CM2

L: 入力端子（IN1〜4）を電圧レベルでLo〔GNDと短絡状態〕にすると、入力部フォトカプラが光り、通電（ON）になります。

IN1〜4および、IN Strobe端子は、IN COM（IN コモン）端子に外部から電源を加え、IN1〜4および、IN Strobe端子と外部電源のGND間をショートすることでONとなり、信号を伝達します。

2. プログラムの実行、中止● 汎用入力端子に信号を加えた（プログラムを指定した）状態で、IN STORBE端子をON（電圧レベルでLo）にすると、プログラムチャンネルが確定され、プログラムの実行を開始します。
● プログラム実行中は、OUT STORBE端子がONになります。出力部のトランジスタがショート状態になり、プルアップしてあれば、電圧レベルがLoになります。プログラム未実行時はオープン状態で、プルアップしてあれば、電圧レベルがHiになっています。
● IN STORBE端子は、プログラム終了まで状態を保持してください。IN端子は、プログラム開始後は必ずしも状態を保持する必要はありません。
（電圧レベルでHi）
すると、プログラムの実行を中止し、途中終了しま● プログラム実行中にIN STORBE端子をOFFす。ステージの移動も中断します（減速停止）。このときOUT STORBE端子が、OFF（電圧レベルでHi）になりま（電圧レベルでLo）にすると、プログラムを先頭からす。ただし、ステージ停止後。再び、IN STORBE端子をON実行します。途中再開はできません。
注意

OUT STORBE端子の制御は、パラメータNo.59を 1 にし、入力端子（IN1〜4）からD／L型プログラム（データ）を起動した時のみ制御しています。その他の場合（通常）は、オープン状態（ハイインピーダンス）
で、プルアップしてあれ（PC）
からD／L型プログラムを実行した際は、OUT STORBE
ば電圧レベルでHiを維持します。操作部やQT−EDIT
端子の出力は変化しません。

3. プログラムの終了、異常時の終了
プログラムが正常に終了すると、OUT STORBE端子が、OFF（電圧レベルでHi）になります。
プログラム実行中、ステージリミットを検出する等の異常が発生した場合、プログラムの実行を中止し、すべてのス（電圧レベテージの移動を中断し（減速停止）、終了します。この際もOUT STORBE端子が、ステージ停止後、OFFになります。
ルでHi）

89

QT-CM2［付録］■プログラムの選択、実行、終了のタイミングチャート
CH1 選択CH3 選択CH7 選択CH15 選択状態

QTへの
入力信号

IN1

OFF
ON

IN2

OFF
ON

IN3

OFF
ON

IN4

OFF
ON

CH14 選択状態

移動中の場合は移動速度で設定した加減速時間分（最大1秒）が加算されるA
IN
Strobe

A

OFF
ON

d
B

QTからの
出力信号

OUT
Strobe

D

B

OFF
ON

プログラム
実行状況

C
プログラム CH15 プログラム
実行開始 実行中 通常終了

プログラム
実行開始

プログラム
中断指示

通常のプログラム
終了位置

CH14 実行中
通常終了

中断の例

記号

項目

時間

内容

A

最小セットアップ時間

100ms

プログラム C H 選択後、プログラム開始信号（ I N（IN 1〜4 − IN Strobe）

Strobe信号ON）が受付可能となるまでの時間※1

B

プログラム開始遅延時間

60ms

開始信号（IN Strobe信号）がONになってからプロ（IN Strobe − OUT Strobe）

C

プログラム完了遅延時間

グラムが開始されるまでの遅延時間（参考値） ※2

20ms

プログラムが完了してからのOUTStrobe信号が出（プログラム完了 − OUT Strobe）

Dd

全軸停止時のプログラム

力されるまでの遅延時間（参考値） ※230ms

全軸停止中にIN Strobeを強制的にOFFした場合に中止遅延時間OUT Strobe信号が出力されるまでの遅延時間（参（プログラム中止 − OUT Strobe）

考値） ※2

移動中の軸がある時のプログ

30ms〜約1秒

移動中の軸がある時に、IN Strobeを強制的にOFF

ラム中止遅延時間（30ms＋加減速時
間） ※3

時間
（参考値）

（プログラム中止 − OUT Strobe）

した時のOUT Strobe信号が出力されるまでの遅延※1： IN 1〜4端子でプログラムCH選択後、最低100ms以上経過してからIN Strobe端子をONにしてください。100ms
未満では、正しくプログラムCHが選択できない場合や、正常にプログラムを開始できない場合があります。
※2： コントローラ内部の処理時間の論理値です。プログラムの記述方法やコマンドの種類により変化しますのでOUT

Strobe出力までの時間は正確に測定できません。あくまでも参考値ですので、数値より十分マージンを取ってご使用ください。
※3： 移動中にプログラムを中断した時点から停止処理に入るため、停止するまで最大で30ms＋加減速分の時間を要します。強制的にプログラムを中断しても即停止にはなりません。

90

［付録］QT-CM2■汎用出力端子の説明
汎用出力端子の制御は、C： コマンドで行います。C：コマンドは、プログラムおよび、通信（制御）で使用できます。
ここでは、外部機器とインターフェイスをとることを想定したC：コマンドと出力端子の関係を説明します。

C：コマンドの書式については、「C：汎用出力端子制御」（→P.67）
および、「通信制御編」（→P.57）をご覧ください。

1. PLC等の外部機器と汎用出力端子の電気的な接続を行います。
汎用入出力回路（→P.87）を参考に接続回路を作製してください。

2. 出力制御
ショート（Loレベル）

C：コマンドで対応する端子を 1 にすると、そのOUT端子がオンし、ショート状態になります。プルアップされてい（GND）になります。
るとLoレベルオープン（Hiレベル）

C：コマンドで対応する端子を 0 にすると、そのOUT端子がオフし、オープン状態になります。プルアップされてい（電源電圧）になります。
るとHiレベルを送ると、OUT1端子（ピンNo.7）
が、Loレベル（ショート）になります。OUT2,3,4（ピンNo.8,9,10）
例：「C：0001」（オープン）になります。ピン配列については、「汎用I/Oコネクタ」（→P.9）
をご覧ください。
は、Hiレベル

3. Loレベル、Hiレベルの出力タイミング（コマンド処理時間）
Loレベル処理時間（ C： コマンドの 1 を受け取ってからOUT端子がLoになるまでに要する時間）および、Hiレベル
は、以下のとおりです。
処理時間（ C： コマンドの 0 を受け取ってからOUT端子がHiになるまでに要する時間）● D／L型プログラム中での処理時間は、3msecです。
● 通信制御では、この3msecにデータ通信時間を加算したものがPC側から見た処理時間になります。よって、通信制御での処理時間は通信条件によって異なります。
注意
この処理時間は、QTシリーズコントローラの内部処理速度より求めた理論値です。処理時間は、指定軸や制御軸の数や状態、モード等によって変化するため正確に測定することはできません。
数値はおおよその参考値とご理解ください。ご利用にあたっては、十分なマージンを取ってご使用ください。

91

QT-CM2［付録］コネクタ仕様1. QT-CM2 ステージ接続コネクタ（モータ駆動出力コネクタ）
日本航空電子工業 D02-M15SAG-13L9 相当品（小型D-sub 15ピン）
5A(B) 1
6

10
15

11

ピンNo.

内容

入出力方向

1

モータB相
（青）

出力

2

モータD相
（赤）

出力

3

モータA相
（橙）

出力

4

モータC相
（緑）

出力

5

モータE相
（黒）

出力

6

センサ用電源
（＋5V）

出力

7

（＋）CWリミット

入力8（−）CCWリミット

入力9

センサ用コモン
（GND）

ー

10

原点

入力

11

原点前

入力

12

N.C

ー

13

電磁ブレーキ制御

ー

14

電磁ブレーキ制御

ー15

保安用フレームグランドー● センサ用電源（＋5V）
は、ステージセンサ
専用の電源です。この電源を他の目的に使用するとステージセンサ誤動作の原因となることがありますのでおやめください。
● モータ出力の（ ）内の色は、当社製ステー
ジに使用しているモータ線の色です。
● 13 、14 番ピンは、当社独自の電磁ブレー
キ制御に使用しています。これ以外の目的に使用することはできません。

2. QT-CM2-35 ステージ接続コネクタ（モータ駆動出力コネクタ）
ヒロセ電機 RP17-13JA-12SC（ストレートジャック 12ピン）
2

1
3

6

7

10
11

12

は、ステージセンサ● センサ用電源
（＋5V）

ピンNo.

内容

入出力方向

1

モータB相
（青）

出力

2

モータD相
（赤）

出力

3

モータA相
（橙）

出力

4

モータC相
（緑）

出力

5

モータE相
（黒）

出力

6

センサ用電源（＋5V）

出力● QT-CM2-35には、電磁ブレーキ制御機能

7（＋）CWリミット

入力の配線はありません（QT-BKも使用できま8（−）CCWリミット

入力9

センサ用コモン
（GND）

ー

10

原点

入力

11

N.C

ー

12

保安用フレームグランドー92

専用の電源です。この電源を他の目的に使用するとステージセンサ誤動作の原因となることがありますのでおやめください。
● モータ出力の（ ）内の色は、当社製ステー
ジに使用しているモータ線の色です。

せん）。また、使用できるステージも当社
製0.35A/相ステージのみとなります。

［付録］QT-CM2

安全上の定期点検
本製品を安全に使用するため、以下の項目を定期的に点検してください。
点検を行うときは本体の電源を OFF して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源を ON にして行う必要のある項目は、感電などに十分注意してください。

点検する箇所

点検内容

異常の場合の処置

各ケーブル

折れ、キズ、切断はないか

異常が認められた場合、新しいケーブルへの交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

コネクタ、端子

緩み、曲がり、破損はないか

緩んでいる場合はしっかりと差し込み固定してください。
曲がりや破損の場合は、交換が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

本体、操作ボックス

異音、異臭、発煙や異常な発熱は 異常を感じたときはすぐに使用を中止し、電源プラ
ないか

グをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

本体

放熱用スリットがほこりや他の物 定期的に清掃してください。
で塞がれていないか
ケースに緩みはないか

ネジが緩んでいるときは締めなおしてください。

本体、操作ボックスからの異音、異臭、発煙、発熱などの異常の場合は、火災、火傷、感電などの恐れがありますので、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

93

QT-CM2［付録］

保証と修理／その他
1.保証と修理■ 保証について保証期間中に万一故障した場合は、下記の当社規定に基づき無償修理致します。

■ 無償保証規定
保証期間 工場出荷時より一年間（1）
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合は、無償修理致します。
（2）
この保証期間は日本国内においてのみ有効です。輸出された製品については、保証対象外となります。
保証期間内でも次の様な場合には、有償となります。
（3）・ 使用上の誤り、または不当な修理や改造によるもの。
・ お買上げ後の落下などによる故障および損傷。
・ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
・ 事前に当社が保証範囲外と定めている場合。
・バックアップメモリ（フラッシュメモリ）の交換■ 保証期間中の修理● お買い上げの販売店・商社までご連絡ください。

■ 保証期間が過ぎてしまった場合の修理● 保証期間が過ぎてしまった場合でも、お買い上げの販売店・商社にご相談ください。故障の状態により有償にて修理致します。
● 補修用のほとんどの部品は、製造打ち切り後から最低6年間は在庫致します。この期間を経過した後の修理については、修理をお受けできない場合があります。また、部品の配給メーカーの都合により、この条件に満たない場合もありますので、予めご了承ください。

2.保守について■ パラメータ、プログラム保存用フラッシュメモリについて
本製品（QT-CM2 本体）は、パラメータやプログラムの保存にフラッシュメモリを使用しております。
通常、フラッシュメモリの書き替え回数は、10万回となっております。これを越える書き替えを行った
場合、書き替えができなくなるなどの不具合が発生することがあります。このような場合は、フラッシュ
メモリの交換が必要です。フラッシュメモリの交換は当社にて有償で承りますので、お買い上げの販売店へご依頼ください。

■ お手入れ● 本体や操作部の汚れは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を湿らせ良くしぼってふいてください。

94

［付録］QT-CM2

3.環境上のお願い■ ご使用にならないときは本製品やホストコンピュータをご使用にならないときは、必ず電源切ってください。また、長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。

■ 製品、付属品、梱包材の処分について
本体、操作ボックス、ケーブル類を廃棄するときは、不燃物（産業廃棄物）として処分してください。また、本製品が入っていた箱、緩衝材、ビニール袋などは、各居住区で定められた方法で処分してください。

95

QT-CM2［付録］■ お問い合わせ用紙
当社の製品でご不明な点がございましたら、下記用紙をコピーして問い合わせ内容をご記入の上、当社までFAX
または郵送にてご連絡ください。

中央精機株式会社 営業部

FAX：03（3257）1915〒101-0063

東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F
1

製品名
お
名
前
会
お 社
名
客
所
様
属
役

フリガナ

製造記号
TEL
:
FAX
:
E-mail :

2

3

4

5

6

7

年

月

日

（内線）

（ビル名なども正確にご記入ください。
）

〒
住

所

職

96

［付録］QT-CM2

97

本取扱説明書に記載された内容は予告無しに変更する場合がありますのでご了承ください。また、製品についても改良のため予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

QT-CM2 取扱説明書 Ver. 2.3
2005/08/17 ADV.

本社営業部

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F
TEL. 03-3257-1911 FAX.03-3257-1915

大阪出張所

TEL. 06-6341-6091 FAX.06-6344-8565

A002-A012