Electronic Pipettes

MPA / MPB
Series

MPA-200

MPB-1200-8

www.aandd.co.jp

手動式ピペットをお使いのかたへ、電動式で高精度／作業効率アップ／疲労軽減を確実に
シングルタイプ

MPA

MPA-100.5～10.0μL

マルチタイプシリーズ

MPA-202.0～20.0μL

MPA-200
10～200μL

MPA-1200 MPA-10000
100～1200μL 0.1～10.0mL

MPAシリーズ 全モデル：￥38,000

電動式のメリット

MPB

シリーズ

MPB-200-8
3.0～200μL

MPB-1200-8
15～1200μL

MPBシリーズ 全モデル：￥120,000✔ 高精度・・・個人による分注量のばらつきを減少 ～ 高い再現性を実現
100μL 分注性能比較

安心の

3 年保証

1000μL 分注性能比較

吸引・吐出一連の動作の中で、ピストンスピードが精度に影響を及ぼします。
手動式ではそれが操作者に依存する為、連続作業の中で、特に後半になって差が出てくる傾向があります。MPA/MPBシリーズでは、吸引・吐出それぞれ５段階で速度を設定することが出来て、毎回同じ速度で動作する事で、高い精度を実現させています。

✔ 直観的な操作ボタン・・・直観的に操作ができるようにボタン配列と操作コマンド

吸引・吐出それぞれのスピード設定状態（５段階）
分注容量Backキー：各設定開始・設定モードの戻り
Upキー：各設定値のアップ
Enterキー：各設定の決定

Downキー：各設定値のダウン

ブローアウトモード
電池残量

動作音のOn/Oﬀ設定可能

リバースモード設定状態

動作モード、分注容量などのユーザー設定は、ピペット本体に最大9種類登録可能。

必要時に読み出すことで再設定の手間を省略（電源Oﬀ後も直前に使用した設定を記憶）✔ 疲労軽減、らくらく操作・・・親指でピストンを上下させるのではなく、人差し指によるボタン操作
親指が痛くなるのは

MPA/MPBシリーズならピストンの重さよりも、親指を上下方向に長いストロークで何度も繰り返す動作自体が影響します

ボタン操作で吸引/吐出の動作が可能で、人差し指での操作も手の構造上の負担が軽減されます「疲れにくさ」を徹底的に追及

・連続作業時の疲労感を低減するため、本体のグリップ部は握り易い形状

・親指ではなく、人差し指で吸引・排出操作をすることで、疲労を緩和〔左手での操作も可能〕
・薄く長いフィンガーフックは、指がかかりやすく、ボタン操作を妨げない形状

独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要

・衝撃を吸収する“耐衝撃プロテクター”

特許取得済

▶

▶

形状にこだわったフィンガーフック✔ 独自の機能・捨て分注不要！：プレディスペンス機能▶

MPBシリーズは ▶ ▶ ▶ ▶ 人差し指でらくらく操作

親指が痛くなるのは ▶ ▶ ▶ ▶ この動作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・MPAシリーズ：ロアパーツのオートクレーブ可能 オートクレーブ条件：121℃ 2 気圧 20 分

✔ ユーザーメンテナンス

・ユーザーCAL機能： 簡単に分注容量の校正（調整）が可能

特許取得済

・質量（mg）
モード：粉体と液体の混合時に便利（mgモードでの校正も可能） 特許取得済・充電バッテリ／ロアパーツ／シリンダーを簡単に交換可能

動画：MPAロアパーツ
交換方法・・・・・・・・・・・・・・

特許申請中

動画：MPBロアパーツ
交換方法
MPA/MPB用充電バッテリ

MPA用ロアパーツ

MPB用ロアパーツ

MPB用シリンダー

・MPBは不要なシリンダーを外すことで任意の本数で使用可能 ・・・・・✔ 有機溶剤・酸性にも強い有機溶剤の使用に耐える設計4本を接続した例
動画：MPBシリンダー
交換方法

特許取得済

・揮発性ガスが接触する部分はフッ素樹脂PVDFを使用（チップホルダ部）

・ピストン部には耐酸性・耐薬品性に優れたフッ素系グリースをコーティング◆ピストン部材質

SUS ：MPA-10／MPA-20／MPA200／MPA-1200／MPB-200-8
PVDF：MPA-10000／MPB-1200-8

ガラスチップをラインナップ（MPA-200／MPA-1200／MPA-10000）
・・・材質：ホウケイ酸ガラス-1（JIS R 3503 JR-1）
・有機溶剤用として使用可能（アルカリは除く）
・ガラスチップ / 接続アダプタ / MPAのロアパーツ部はオートクレーブ可能 （121℃・2気圧・20分）
・ガラスチップが脱落しないよう、しっかりと保持する構造（特許申請中）

MPA用ガラスチップセット（AX-GL） MPA-200/ MPA-1200用
AX-GL-200/1200

MPA-10000用

接続アダプタセット（AX-ADP）

MPA-10000用〔10本入り ＋ 接続アダプタ2個 セット〕

〔10個 セット〕

MPA-200/ MPA-1200μL用

AX-ADP-200/1200

AX-GL-10ML
AX-ADP-10ML

memo

胴外径φ7mmのパスツールピペットに接続可能{

AX-ADP-200/1200を使えば、市販のパスツールピペットに接続可能

市販のパスツールピペット❶ 標準（AUTO）
モード ピペッティングの基本動作（1回吸引/1回吐出）❷ 連続分注モード：MD（Multiple Dispenseモード）
・設定した量を正確に吸引・吐出・連続分注機能（ＭＤモード）を使えば1回吸引 ⇒ 指定した分注量と回数を連続で吐出が可能なので作業効率アップ（MPA-10000は最大99回）
PiPiPiPi

Pi Pi

連 続 分 注 の場 合 はリバースモードで、最後に少し液体が残る使いかたをオススメします

設定イメージ❸ 混合モード（ミキシングモード）：ＭIXモード
種類の異なる液体を均一に混合する際に便利ミキシング（ピペッティング）
する「回数＆容量」をセット

動作キーを1回プッシュ吸引／排出を自動で繰返し実施

セットした「回数＆容量」で撹拌します

PiPiPi

Pi

設定イメージ

memo

ブローアウトモード/リバースモードを使い分けて高精度分注

ブローアウトモード：一回の分注の際に、「最後の一滴をきちんと分注」するのに有効なモードです。捨て分注が不要なので、高価なサンプルをリバースモード：扱う場合や、サンプル量が少ない場合に有効なモードです。

予め多めに吸引して、最後に「捨て分注」を行う機能です。連続分注の際、最後のショットだけが「足りない」「多い」という誤差要因を無くします。
また粘度の高いサンプルを分注する場合も、リバースモードが有効です。

❹ AUTO＋Mixモード 標準モード（AUTO）と混合モード（MIA)をセットにした動作

標準の分注操作後に続けてミキシングを行う事ができます。分注量、ミキシング回数・容量は個別に設定可能❺ SA（Sequential Aspirating）
モード

種類の異なる液体を、設定した容量ごとに吸引し、一括で排出／サンプルの希釈に便利設定したすべての吸引が終了すると、1回目に吸引した液体（ A ）2回目に吸引した液体（ B ）3回目に吸引した液体（ C ）合計の吸引量が表示されます。

液体（ A ）

液体（ B ）
液体（ C ）

（エアギャップの容量は含まれません）
エアギャップエアギャップ❻ SD（Sequential Dispensing）
モード

吸引した液体を設定した容量ごとに、分けて吐出することが可能

・・
1・・・
容量 A・・
2・・・
容量 B・・
3・・・
容量 C

4仕様

MPA-10モデル

容量範囲性能MPA-200.3～10μL

容量

正確さ
（±）

MPA（シングルタイプ）

0.3～20μL

MPA-200

3.0～200μL

MPA-1200

MPA-10000

15～1200μL

0.1～10.0mL

MPB（マルチタイプ）

MPB-200-8

MPB-1200-8

3.0～200μL

15～1200μL

1.0μL 5.0μL 10.0μL 2.0μL 10.0μL 20.0μL 10μL 100μL 200μL 100μL 600μL 1200μL 1.0mL 5.0mL 10.0mL 10μL 100μL 200μL 100μL 600μL 1200μL
4.0％ 2.0％ 1.0％ 4.0％ 2.0％ 1.0％ 2.5％ 1.2％ 0.6％ 2.5％ 1.0％ 0.5％ 2.5％ 1.0％ 0.5％5％2.4％ 1.2％5％2％1％

再現性（CV値） 2.5％ 0.8％ 0.4％ 2.5％ 0.8％ 0.4％ 1.0％ 0.3％ 0.15％ 0.6％ 0.3％ 0.15％ 0.6％ 0.15％ 0.15％ 2.0％ 0.6％ 0.3％ 1.2％ 0.6％ 0.3％

最小可変容量

最大分注回数（連続分注）

動作モード

0.3μl×33回

0.1μL

0.3μl×66回

1μL

3μL×66回

5μL×40回

0.1mL×99回

15μL×80回

9種類設定可能
5段階調整

分注スピードステッピングモータ

ピペット駆動方式

省エネルギー設定
最大分注回数 ＊2
ACアダプタ

15μL×80回

1μL

＊1

標準モード
（AUTO）、連続分注モード（MD）、混合モード（MIX）、システム設定モード（SYS）

プログラムメモリ

充電時間

0.1μL

0.01mL

10分後に自動電源オフ

約1,800回

約5時間／100%チャージ

AC100V 50/60Hz＊3

ロアパーツのみ可能オートクレーブ処理

約800回

DC 5V （標準付属品）

不可 ♦15℃～30℃／85%RH以下

使用環境温度／湿度

リチウムイオン電池 3.7V／920mAh

バッテリ
全長

本体質量（バッテリを含む）

約150g

約290mm

約160g

約170g

約280g

約290g

約190g

材質

ピペット本体（ABS）、イジェクタ（PP、グラスファイバー20％）、チップホルダ（PVDF）、ピストン（SUS:MPA-10/20/200/1200/200-8／PVDF：MPA-10000/1200-8）

JANコード

4981046608961

標準価格（税抜）

MPA10

注文コード4981046608978＊1 5μL以上でご使用ください（設定は3μLから可能）＊２ 標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて＊３ バッテリ充電器と兼用／充電中も使用することが可能

MPA20¥38,000

4981046608985
MPA2004981046608992
MPA1200

4981046618083
MPA10000¥120,0004981046159036
MPA200-84981046159029
MPA1200-8♦ ＭＰＢシリーズ：オートクレーブはできません

ISO8655準拠 ピペットの容量検査・日常検査にピペット容量テスター天びんを使用した ISO8655（重量法）による検査・専用ソフトウェア(WinCT-Pipette)付属
PCとの接続で、精度判定が容易にでき、測定結果の出力も可能
・液体の蒸発を防ぐ専用のエバポレーショントラップ（湿度保持容器）付属《 特許申請中 》
・持ち運び用キャリングケース付属

①

②

③

分析天びんＢＭシリーズ用
容量テスターキットBＭ-014※￥98,000（税抜）AD-4212A-PT￥450,000（税抜）※分析天びんBMシリーズと組み合わせて使用するものです① サンプル液投入口の周囲に水を張り巡らす構造② 容器内を高湿状態にする事で測定中のサンプル液の蒸発を防ぎ、測定誤差を大幅に軽減③ ピペット挿入口は斜めに開けられており、操作者が肘をついた安定した状態で分注可能※ 小さい風防の効果も得られるので、測定誤差を低減

エバポレーショントラップ
イメージ図

ピペットリークテスター AD-1690

正確さを必要とするマイクロピペットのリーク（漏れ）の検査が可能となります。
・簡易的にピペットのリークチェックを行います。

・約6秒でリークの有無について良否判定をします。
専用ソフトウェア（WinCT-Pipette）画面￥98,000（税抜）

FX-300i-PT￥198,000（税抜）

別売品

品目コード

AX-ST-ACR¥9,800◯

充電スタンド（4台掛け）¥36,000◯

充電ハンガー〔1台掛け / 壁面接着タイプ〕¥5,000

アクリルスタンド（MPA用）

AX-ST-SUS

ステンレススタンド

AX-ST-CH-A1

充電スタンド（1台掛け）連結可能

AX-ST-CH-M4
AX-HA-CHG¥4,500AX-HA-STD

ピペットハンガー〔1台掛け / 非充電

AX-BAT-MPA

MPA/MPB用バッテリ（標準付属品）AX-KO4730-10価格（税抜） MPA-10

製品名壁面接着タイプ〕

充電スタンド連結用ケーブル10cm（AX-ST-CH-A1、AX-HA-CHGに付属）

AX-TB283

マルチプラグ付きACアダプタ（標準付属品）AX-HOLDER-SET

天びん・MPA用サンプルホルダー

AX-PAD-MPA¥12,000

ピペット肘置きクッション（4枚入セット NBR・ポリウレタン製）¥1,000¥1,000¥3,000¥4,000¥4,500¥3,500AX-LOW-10

MPA-10用ロアパーツ¥10,000

AX-LOW-200

MPA-200用ロアパーツ¥10,000

AX-LOW-20

AX-LOW-1200

AX-LOW-10000
AX-LOW-200-8

AX-LOW-1200-8¥10,000

MPA-20用ロアパーツ

空ボックス（ロック付き）1200μL用《在庫限り》¥5,200

交換カートリッジ MPA-10/MPA-20用（96本入り）10セット※¥7,000

交換カートリッジ MPA-1200用（96本入り）10セット※¥9,000AX-CART-1200

AX-CART-1200-8◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯¥28,000

MPB-1200-8用 ロアパーツ

AX-BOX-1200A
AX-CART-200◯◯¥28,000

MPB-200-8用 ロアパーツ¥5,200AX-CART-10/20◯◯

MPB（マルチタイプ）

MPA-200 MPA-1200 MPA-10000 MPB-200-8 MPB-1200-8¥10,000

MPA-10000用ロアパーツ※

空ボックス（ロック付き）10/20/200µL用《在庫限り》

AX-BOX-1200B◯¥10,000

MPA-1200用ロアパーツ

AX-BOX-200A

AX-BOX-200B

MPA（シングルタイプ）

MPA-20¥900

空ボックス（ロックなし）10/20/200µL用
空ボックス（ロックなし）1200μL用

交換カートリッジ MPA-200/MPB-200-8用（96本入り）10セット※¥900¥8,000◯◯◯◯◯◯◯◯◯¥3,000◯AX-BULK-10ML-B

10mLチップ（目盛り付き 200本/袋）※¥7,000◯

AX-BOXT-10ML-B¥5,00010mL滅菌チップ ボックス（イジェクト可能 36本入り）《在庫限り》
10mLチップ ボックス
（目盛り付き 25本入り）※

AX-GL-200/1200

ガラスチップ（200/1200μL用）10個入り

AX-ADP-200/1200

接続アダプタ（200/1200μL用）10個入り

AX-GL-10ML

AX-ADP-10ML
AX-CYL-200

AX-CYL-1200¥4,000¥3,500◯◯¥3,500◯◯◯◯◯◯※ MPA-10000の初期モデル（シリアル番号1R6107359以前）では、Bタイプのチップを本体のイジェクトボタンで取り外す事はできません（別売品のロアパーツ AX-LOW-10000に交換することでBタイプのチップも本体のイジェクトボタンで外せるようになります）

AX-ST-ACR
2本まで設置可能

AX-ST-CH-M4
幅195╳奥行195╳高さ350mm

AX-ST-SUS
3本まで設置可能

AX-ST-CH-A1

AX-LOW-10/20/
200/1200/10000

AX-LOW-1200-8

AX-KO4730-10

AX-BOX-200A《在庫限り》

AX-HA-CHG

AX-BOX-200B

AX-BAT-MPA

安全上のご注意

AX-CART-200

AX-PAD-MPA

AX-CART-1200-8

AX-FILTER-10ML

AX-CYL-1200●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本社 〒 113-8450 文 京 区 本 郷 2 - 1 2 - 1 3 TEL.03-3812-6721
茨 城 支 店 〒 312-0052 ひたちなか市東石川3-1-21 TEL.029-353-5001
西東京営業所 〒 185-0021 国 分 寺 市 南 町 1 - 3 - 3 TEL.042-300-0080
関 西 営 業 所 〒 530-0041 大阪市北区天神橋2-2-10Y'sビル4F TEL.06-6357-6166
Windows、Windows Vista、Excel、Wordは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

●本カタログの内容は◯AX-BOXT-10ML-B
AX-BOXT-10ML-BS

https://www.daiichi-kagaku.co.jp/

https://www.aandd.co.jp◯◯¥17,000

MPB-1200-8用 シリンダユニット(8本入り）◯◯¥17,000

MPB-200-8用 シリンダユニット(8本入り）◯◯¥2,000¥3,500

接続アダプタ（10mL用）10個入り◯◯¥4,500¥4,000ガラスチップ（10mL用）10個入り◯◯◯¥2,200

AX-BOXT-10ML-BS 10mL滅菌チップ ボックス
（目盛り付き 25本入り）※◯◯◯◯

MPA-10000用フィルタ（100個入り）

AX-BOXT-10ML-AS◯◯◯

AX-FILTER-10ML

10mLチップ ボックス
（イジェクト可能 36本入り）《在庫限り》◯◯¥12,500

AX-BOXT-10ML-A◯◯◯

交換カートリッジ MPB-1200-8用（96本入り）10セット
10mLチップ（イジェクト可能 250本/袋）《在庫限り》◯◯◯

AX-CART10/20、200、1200、1200-8：滅菌済み ※ 交換カートリッジAX-CART-10/20、200、1200 価格改定しました（2022/01/01以降のご注文より）

AX-BULK-10ML-A◯

2022年 1 月 現在のものです。

＊MPA/MPB-ADJC-02-PR4-21c000