Real-Time PCR

CFX Opus Deepwell
リアルタイム PCR システム
食品検査・環境検査に優れた性能を提供する
リアルタイム PCR システム
CFX Opus Deepwell リ ア ル タ イ ム PCR シ ス テ ム は、DNA や RNA の検出、大容量アプリケーションに適した、バイオ・ラッド リアルタイム PCR の次の進化形です。
最大 125 µl の反応ボリュームに対応し、卓越した温度性能と、独自の正確な光学シャトルにより、安定した検出性能を発揮します。

一新された使いやすいインターフェースと、接続オプションを備え、様々なワークフローに柔軟に統合できるよう設計されています。

CFX Maestro 解析ソフトウェアをインストールした PC

で直接制御することも、ネットワークに接続し、BR.ioクラウドプラットフォームでデータ管理を行うこともで き ま す。 ス タンドアローンで本体からネッ トワークドライブや USB メモリへ直接保存することも可能です。

核酸検出用途に特化

細菌やウイルスの核酸検出においては、検出性能を上げるため大きな反応量を使用することがあります。CFX Opus Deepwell は、温度精度、温度均一性において高い性能を持ち、幅広い反応容量において製品特長■ 最 大 5 色 の マ ル チ プ レ ッ ク ス 検 出 に 対 応 し、FRET モードも搭載■ 最大 125 µl の大容量アプリケーションに対応■ ネットワーク接続により、共有ドライブや BR.io
クラウドプラットフォームに接続可能■ グローブをしていても使用可能なレスポンスの良いタッチスクリーン■ 定期的なキャリブレーションや補正色素添加の必要がない、安定した光学系

Visit bio-rad.com/CFXOpus for more information.

優れた温度特性を発揮するよう設計されています。

マルチプレックス検出

各チャンネル毎に専用の LED とフォトダイオードを搭載し、最大 5 色同時検出に対応した光学シャトルがプレートをスキャンする独自方式により、正確かつ高感度な検出を実現します。

アプリケーションの柔軟性

10 µl 程 度 の 小 容 量 か ら、 最 大 125 µl に 対 応 し た
Deepwell ブロックにより、幅広いアプリケーションに対応可能です。

CFX Opus Deepwell リアルタイムPCRシステム

CFX Opus Deepwell リアルタイム PCR システム 製品仕様
サーマルサイクラー部

ウェル数 / サンプル容量
温度設定範囲 / リッド温度範囲
最大温度制御速度
平均温度制御速度
温度正確性 / 温度均一性 *温度グラジェント設定温度範囲
温度グラジェント設定温度幅 / 段階数

96 ウェル / 1-125 µl (10-125 µl 推奨 )4-100℃ / 30-110℃
2.5℃ / 秒
2.0℃ / 秒±0.2℃ / ±0.4℃
30-100℃
1-24℃ / 8 段階

光源 / 検出最大マルチプレックス数
スキャン速度（マルチモード / シングルモード）
FRET モード
ダイナミックレンジ / 感度

6 LED / 6 フォトダイオード
512 秒 / 3 秒
対応
10 オーダー / 1 コピー（ヒトゲノム DNA）

ディスプレイ
外部接続
本体 OS
電源 / 最大消費電力
サイズ (W x D x H) / 重量

タッチパネル（12-55° で角度調整可能）
USB 2.0 以上、LAN、Wi-Fi
Windows 10 IoT
100-240 V, 50-60 Hz / 850 W
33 x 56 x 36 cm / 22 kg

光学モジュール部

本体* 設定温度に達した 10 秒後に測定した温度均一性

最大 125 µl に対応し、温度制御性能に優れた
Deepwell ブロック

最大 5 プレックス対応、高感度で安定したキャリブレーションフリー光学系

大きな反応容量に対応した 96 ウェルの Deepwell ブロックは、細菌やウイルスの核酸検出アプリケーションに適しています。反応条件最適化のためのグラジエント機能も搭載しています。

光学シャトルがプレート上をスキャンする独自方式によって、全てのウェルにおいて正確で安定した検出を実現します。設置後すぐに使い始められ、定期的なキャリブレーションは必要ありません。

Ordering Information
カタログ番号

品名

本体

CFX Opus リアルタイム PCR システム

CFX Opus Deepwell リアルタイム PCR システム
CFX Opus Deepwell リアルタイム PCR システム スタンドアローン
CFX Opus Deepwell リアルタイム PCR システム HRM
CFX Opus Deepwell リアルタイム PCR システム PX1 付

12016658J1
12016658J2
12016658J4
12016658J5

オプション製品

CFXMaestro

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

HRM
解析

●PX1

●

CFX Maestro ソフトウェア Ver. 2 Windows 版
CFX Maestro Version 2 Security Edition 1 ライセンス
Precision Melt Analysis ソフトウェア コンプリートキット (HRM 解析用、2 ライセンス )PX1 PCR Plate Sealer
Strip Cap Tool

12013758J1
12005258J1
1845025JA
1814000J1
ECT2000

推奨消耗品

ノート
PC

* Low-profile チューブ・プレート推奨

96well Hard-Shell マイクロプレート white well / white shell
96well Hard-Shell マイクロプレート clear well/ white shell0.2ml low 8 連チューブ / ホワイト
0.2ml low 8 連チューブ / ナチュラル
0.2ml Optical 8 連フラットキャップ
Microseal 'B' シーリングフィルム
リアルタイム PCR 用 Optically Clear ヒートシール

HSP9655
HSP9601
TLS0851
TLS0801
TCS0803
MSB1001
1814030

ホワイトウェル ハードシェルプレート
クリアウェル ハードシェルプレート
ホワイトウェル 8 連チューブ
クリアウェル 8 連チューブ
プレート・チューブ対応キャップ
プレート用シール（粘着タイプ）
PX1 用ヒートシール（プレート用）* 製品仕様等に関するご質問、対応の PCR 消耗品、反応試薬については下記お問合せ先までご連絡ください。

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス

www.bio-rad.com〒 140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24

TEL: 03-6361-7000

FAX: 03-5463-8480

学術的お問い合わせ :TEL: 03-6404-0331

FAX: 03-6404-0334※ カタログ掲載の製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。
※ 価格、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
※ 本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C12950L 2203a