耐洗浄性と磨耗

Elcometer 1720
elcometer.com

耐洗浄性および磨耗試験機
1

耐洗浄性と磨耗
Elcometer 1720
適合規格 :AS/NZS 1580.459.1, ASTM D 2486,
ASTM D 3450, ASTM D 4213,
ASTM D 4488, ASTM D 4828,
ASTM F 1319, DIN 53778-2:1983,
ECCA T11, EN 13523-11,
EN 233/C3.2-A, EN 233/C3.2-B,
EN 233/C3.2-C, EN 60730-1-A,
GME 60269, ISO 105-X12,
ISO 11998, JIS K 5600-5-11,
PSA D45 1010, ASTM D1792 - 06
ASTM D2198 -02, ASTM D3206 - 08,
ASTM D6279 - 03(2007), MIL-C-3004,
MIL-C-46057, MIL-E-11237,
MIL-STD-1334B, MIL-P-15422C,
FTMS 141, Method 6141,
FTMS 141, Method 6142,
FTMS Method 536/6701,
Federal Specification P-D-220D,
P-R-1760, P-W-155C, TT-P-26C(1),TT-P-29K, TT-P-30E(1), TT-P-47G,
TT-E-505B, TT-E-506K(1),TT-E-509C, TT-C-535B(2),TT-C-555B(1)

耐洗浄性および摩耗試験機

Elcometer 1720は、頑丈で信頼性が高く、幅広い用途を持つ耐性試験機です。ペンキやラッカー、インク、上塗り剤、皮革、木、プラスチック､印刷物、布地など、さまざまな素地の耐洗浄性、ブラシ擦りに対する耐性、抵抗性を試験できます。

同時に4個の試料をテスト可能

ブラシの移動距離は､10～300mm(0.4～11.8インチ)の範囲で調節可能部品をすばやく交換可能

多言語のデジタル表示

どのステーションも、湿式と乾式で試験できます

洗浄液注入ポンプ内蔵型もあります

丈夫で耐久性の高い設計で安定したテストが可能なため、移動速度を最高にしても繰り返し性は良好
速度は10～65回/分の範囲で調節するか、ISO規格の37回/分に設定可能

幅広い部品が揃っており、 平面と曲面の試料を試験可能(5ページ参照)

2

耐洗浄性と磨耗耐洗浄性および摩耗試験機

Elcometer 1720
多数の規格に適合•

幅広い装着部品をご用意。1つの部品で複数の規格に従って試験できます•

どの部品もASTM、DIN、EN、ISOに従って使用できます•

用途に合わせて調節することもできます•

厚さが最大13mm (0.51インチ)の平面、曲面の試料(最大)の耐洗浄性と磨耗を試験できます

簡単な部品交換•

どの部品もすばやく交換でき、さまざまな規格に従った試験を実施できます
詳しくは、5ページをご覧ください

調節可能•

目的に合わせて、ブラシの移動距離を10～300mm (0.4～11.8インチ)の範囲ですばやく簡単に調節できます•

移動速度は、10～65回/分の間で調節可能です•

往復回数を1～32,760回まで設定できます

湿式と乾式
•

どのステーションも、湿式と乾式のどちらでも試験できます•

液体ポンプが内蔵されているモデルもあります•

各ステーションが防水枠で区切られているため、湿式と乾式の両方の試験を同時に行えます

経済的•

一度に4種類の特性を試験できるので、試験にかかる時間が短くて済みます•

部品をすばやく交換できるので、試験の準備を迅速且つ簡単に行えます•

試料の取り付けと取り外しにも手間がかかりません

elcometer.com

3

耐洗浄性と磨耗耐洗浄性および摩耗試験機

Elcometer 1720

同時に4種類の試料をテスト可能

ブラシの移動速度は10～65回/分の範囲で調節するか、ISO規格の37回/分に設定できます。

ブラシの移動距離は、目的に合わせて、10～300mm(0.4～11.8インチ)の範囲で調節できます。

洗浄液自動注入装置付きのモデルもあります。

見やすいデジタル表示。速度を正確に調節できます。

部品をすばやく交換でき、平面と曲面、両方の試料を取り扱えます。国内外のさまざまな規格に従った試験を実施できます。

仕様
コード番号

説明K1720M204

Elcometer 1720摩耗試験機、ステーション4機掛け(110～240V)

K1720M304

Elcometer 1720摩耗および耐洗浄性試験機、ステーション4機掛け(110～240V)

本体寸法

550 x 460 x 320mm (21.7 x 18.1 x 12.6インチ)

重量33kg (73ポンド)

内用品

Elcometer 1720、ASTM D2486試験法用250μm (10mils) 金属箔、液受け皿、ガラス板2枚、試料固定枠2個、設置用工具セット(3個入り)、電源コード3本(英国、欧州、米国仕様)、取扱説明書。K1720M304には、洗浄液用の瓶、注入管1本と排出管2本が付属しています。取付部品は別途注文になります。
5ページをご覧ください

摩耗試験パネルについては、7ページをご覧ください4

耐洗浄性と磨耗
耐洗浄性および摩耗試験機

Elcometer 1720

Elcometer 1720では、研磨具を交換するだけで様々な規格と試験法に従った試験を実施できます。規格に関しては23章を参照ください。ご要望の部品を選択ください。湿式と乾式のどちらでもご使用いただけます。

1：豚毛ブラシ

2：ナイロンブラシ

ステンレス製ホルダー付き豚毛ブラシ。
総重量：250g (8.82オンス)

ナイロン製剛毛ブラシ、ステンレス製ホルダー、177g (6.2オンス)のおもり。
総重量：454g (16.01オンス)

コード番号：

コード番号：

KT001720P003

KT001720P030

適合規格:

適合規格:

DIN 53778-2:1983

ASTM D2486

3：スポンジ

4：スポンジ

スポンジ、ステンレス製ホルダー、337g (11.9オンス)のおもり。
総重量：508g (17.92オンス)

スポンジ、ステンレス製ホルダー、および337g (11.9オンス)と250g(8.8オンス)のおもり。
総重量：750g (26.45オンス)

コード番号：

KT001720P005

コード番号：

KT001720P073

適合規格:

適合規格:

ASTM D4213:92, ASTM D4828

ASTM D3450

5：スポンジㆍ研磨ブラシ

6：研磨ブラシ

スポンジと研磨材の二層ブラシ、ステ
ンレス製ホルダー、76g (2.7オンス)のおもり。
総重量：232g (8.12オンス)

アルミニウム製ホルダー付き研磨ブラシ(5個)。
総重量：135g (4.76オンス)

コード番号：

コード番号：

KT001720P036

KT001720P029

適合規格:

適合規格:

ASTM D4213

ISO 11998

7：留め具

8：往復動摩耗試験機「Crockmeter」

ステンレス製留め具。試料や市販のブラシなどを取り付けるのに使用します。ラベル、布地、インクなどの試験に適しています
コード番号：

KT001720P207

平面と曲面の両方をテストでき､ 布地の染色堅牢度の判定にも適しています。
ステンレス製の柄は取り外し可能です。
テスト用フェルト､ 試験する布地の取付用リング､ 100g (3.5オンス)のおもり2個､ 200g (7オンス)のおもり1個､500g (17.6オンス)のおもり1個が付属しています。
総重量(おもりを除く)：200g (7.05オンス)
コード番号：KT001720P074

適合規格 :
ASTM F1319, ISO 105-X12, PSA D45 1010

elcometer.com

5耐洗浄性と磨耗
Elcometer 1720

耐洗浄性および摩耗試験機

9：往復動摩耗試験機用研磨具

9B：往復動摩耗試験機用研磨具

車の部品の摩擦に対する耐性をテストするのに適しています。
400g (14.1オンス)のおもりの下に直径10mm (0.4インチ)､ 厚さ10mm(0.4インチ)のフェルト製円盤が付いています。総重量：400g (14.11オンス)

900g (31.7オンス)のおもりの下に直径16mm (0.63インチ)のフェルト製円盤が付いています。
総重量：900g (31.74オンス)

コード番号：

コード番号：

KT001720P075

適合規格 :

適合規格 :

GME 60269

EN 13523-11, ECCA T11

9A：往復動摩耗試験機用研磨具

10：曲面研磨器

9番とほぼ同じですが、フェルトの円盤の直径が16mm (0.63インチ)です。
総重量：820g (28.9オンス)

L型の継手で取り付ける高さを調節できます。塗料とインクの両方の摩擦に対する耐性をテストするのに適しています。フェル
ト製円盤、おもり取付用ロッド、50g(1.75オンス)と100g (3.5オンス)のおもりが各1個、200g (7オンス)と500g (17.5オンス)のおもりが各2個付属しています

コード番号：

KT001720P075-1

コード番号：
適合規格 :
EN 60730-1-A

アクセサリー
コード番号
KT001720P004
KT001720P009
KT001720P006
KT001720P141
KT001720P037
KT001720P064KT001720P051
KT001720P008
KT001720P062
KT001720N009
KT001720N002
KT001720P016
KT001720P017
KT001720P018
KT001720P031
KT001720P019
KT001720P214
KT001720P012
KT001720P013
K0004695M068

6KT001720P075-2

説明
豚毛ブラシ：1番の部品用
ナイロンブラシ：2番の部品用
スポンジ5個入り：3番と4番の部品用スポンジと研磨材の二重ブラシ、5個入り：5番の部品用研磨ブラシ10個入り：6番の部品用研磨ブラシ100個入り：6番の部品用G 120研磨布4枚入り：1番と2番の部品用研磨布25m巻：7番の部品用
フェルト製円盤2個入り：10番の部品用
非研磨剤SC1
研磨具SC250gのおもり：1～8番、および10番の部品用
100gのおもり：1～8番、および10番の部品用
200gのおもり：1～8番、および10番の部品用
227gのおもり：1～8番、および10番の部品用500gのおもり：部品1～8番、および10番用ガラス板、寸法：478 x 165mm
ASTM試膜、厚さ250μm (10mils)
ステーションのパッキング10m
磨耗試験パネル - 7ページ参照

KT001720N003

耐洗浄性と磨耗摩耗試験パネル

Elcometer 4695

通常の試験では、このパネルに塗料を特定の厚さで塗布して乾燥させてから、往復動研磨器で擦ります。
ASTM D2486の試験法Aに従う場合は、パネルの下に10ミルのシムを挿入して、塗膜がはがれやすくします。この方法は、試験時間が短くて済みます。耐摩耗性は、何回擦ると塗膜が指定した位置まではがれるかで判定します。

図1. ASTM D2486の試
験法Aに従ってシムを使用した場合または、一定の回数だけ擦った後で、重さの減少量を測定し、その値から塗膜がどれだけ薄くなったかを計算します。
このパネルは、Elcometer 1720摩耗および耐洗浄性試験機(2ページ参照)で使用できます。

フォーム P121-10N

図2. シムを使用しなかった場合適合規格 :ISO 11998

仕様
説明

コード番号
箱入り

ケース入り

K0004695M068

K0004695M268

K0004695M069

K0004695M269

1ケース当たりの箱数

mm

インチ

1箱の枚数

摩耗試験パネル(黒)P121-10N

165 x 432

6½ x 17100

5摩耗試験パネル(白)P123-10N

165 x 432

6½ x 171005寸法アクセサリー
KT001720P012

ASTM試膜、厚さ250μm (10mils)

elcometer.com

7

耐洗浄性と磨耗

英国

Elcometer Limited

Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com

フランス
Elcometer SarlTel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
Elcometer Instruments GmbHAALEN
Tel: +49 (0) 7361 52806 0
Fax: +49 (0) 7361 52806 77
LEER
Tel: +49 (0) 7361 528 06 60
Fax: +49 (0) 7361 528 06 68
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer B.V.
Tel: +31 (0)30 259 1818
Fax: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK
Tel: +81-(0)3-6869-0770
Fax: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.co.jp
シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd
Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com
アラブ首長国連邦
EL Inspection & Blasting
Equipment LLC
Tel: +971 4 295 0191
+971 4 280 3526
Fax: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae
米国
MICHIGAN
Elcometer Inc
Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
inc@elcometer.com
www.elcometer.com

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.beelcometer.fr elcometer.com.sg• elcometer.deelcometer.jp i•elcometer.ae
ielcometer.nl • elcometer.jp • elcometer.com.sg

8© 2019 Elcometer Limited. Elcometerは、Elcometer Limitedの登録商標です。その他の商標については、その旨が記されています。
Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。

TEXAS
Elcometer of Houston
Tel: +1 713 450 0631
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com