Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

流量目視確認レンズ付き、ローター式流量センサ
RFOシリーズ - パルス出力、流量監視に最適▶ 4.5～24VDC パルス出力
RFOシリーズはレンズを通して目視確認できるローターとパネルマウント・ハウジングにコンパクトに収まった電子部が特徴です。当センサは正確な流速を流量に比例してパルス出力すると共にローコストを同時に実現しました。

主な用途

冷却水やクーラントの流量不具合からユーザの高価な機器を保護します。
• 半導体関連装置、洗浄装置• レーザー、X線、MRI装置などの医療機器• 自働溶接装置• チラー、熱交換器• 水処理関連

R o H S仕様

寸法

接液部材質
本体

S CO

MPLI

ANT

®

.64˝ (16.3 mm).80˝ (20.3 mm)

2.50˝ (63.5 mm)

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

1.38MPa（21℃の時）
0.69MPa最大（100℃の時）10.69MPa（21℃の時）
0.28MPa最大（82℃の時）

本体：ポリプロピレン

EM

本体：ポリプロピレン

真鍮、316ステンレス・スチール 又は ガラス繊維強化ポリプロピレン(加水分解的に安定)
セラミック
PPS樹脂、黒色
ポリスルホン1
Viton（本体：合金）、ブナＮ（本体：ポリプロピレン）
ガラス繊維強化ポリプロピレン

ローターピン
ローター
レンズ
オーリング
低流量アダプタ
最高動作圧力本体：真鍮 又は ステンレス・スチール

G

File No. E45168

2.38˝ (60.5 mm)

3.06˝ (77.7 mm)

本体：真鍮 又は ステンレス・スチール– 配管接続部 1/4”& 1/2”ポート

使用温度
本体：真鍮 又は ステンレス・スチール -29℃～100℃
本体：ポリプロピレン-29℃～82℃
電子回路部
65℃ 周囲温度
粘性係数、最大
200 SSU
入力電源
4.5～24 VDC
出力信号
4.5～24 VDCパルス（電源電圧と同一）
パルス レートは流速、配管接続部、レンジによる消費電流8mA 無負荷時
出力電流、最大70mA
周波数出力レンジ
15Hz（低流量)～225Hz（大流量）精度
下の表を参照電気的接続AWG22 PVC被覆、600mmケーブル
コード色 赤=+VDC、黒=GND、白=出力1/4˝ ポート =.80˝ (20.3 mm)
1/2˝ ポート =.87˝ (22.1 mm)

2.50˝ (63.5 mm)
3.01˝ (76.4 mm)

2.32˝ (58.9 mm)

本体：真鍮 又は ステンレス・スチール– 配管接続部 3/4”& 1”ポート注）
1. 更に高圧・高温対応をご要望の場合は、レンズ部品をステンレス・スチールプレートに交換することで対応可能です。詳細は弊社へお問合せください。

部品番号選定表

2.50˝(63.5 mm)

本体材質、配管接続部のサイズより部品番号を選定してください。
本体材質

ポリプロピレン

真鍮

ステンレス・スチール（SS）

1配管接続部サイズ

流量 (L/min)
低流量範囲* (精度）1.06˝(26.9 mm)

3.94˝(100 mm)

部品番号

標準流量範囲（精度）BSPポート

NPT

1554212.95˝
(74.9 mm)

高精度ローター

PPS合成。ローターの各々のブレード先端は磁気化。PTFEブッシング使用により長寿命化。

1/4”

0.38～3.8(±7.0%)

1.9～18.9(±7%)

155421BSPP

1/2”

5.7～45.4(±7.0%)

15.1～75.7(±15.0%)

155481BSPP

155481

1/4”

0.38～3.8(±7.0%)

1.9～18.9(±7.0%)

156261BSPP

156261

1/2”

5.7～45.4(±7.0%)

15.1～75.7(±15.0%)

156262BSPP

156262

3/4”—

19.0～113.5(±15.0%)—

1947611”—

30.3～227.1(±15.0%)—

194762

9/16”-18UNF

0.38～3.8(±7.0%)

1.9～18.9(±7.0%)—

165071**

1/2”

5.7～45.4(±7.0%)

15.1～75.7(±15.0%)

165075BSPP

165075

3/4”—

19.0～113.5(±15.0%)—

1947631”—

30.3～227.1(±15.0%)—

194764

Don't Use - Replaced with RFO B&SS 1/4" &1/2" art* 低流量アダプタが本体と同時に供給されます。
詳細は3ページ目をご覧ください。
** ユニファイネジのみ。
1/4" NPT-.64" (16.3 mm)
1/2" NPT-.70" (17.8 mm)
3/4" NPT-.70" (17.8 mm)

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐0812.50" (63.5 mm)

BU24_C_RFO_20210922.25" (6.3 mm)Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

RFO TYPE
圧力損失－Typ
標準
流量範囲

磁気ローターのブレード先端の磁場がホールセンサ近辺を通過するごとにパルスを発生します。

1290

1.液体が当流量センサの本体を通過する時、磁気ローターは流量に比例する割合で回転します。各々のローター先端部は磁場にホールセンサを励磁させ、電圧パルスを発生させます。

60

管部が上部になるように設置することで性能を最適化することができます。

周波数と流量 対比表 （平均値）
流量 GPM(L/min)
0.1 (0.38)
0.25 (0.95)
0.5 (1.9)0.75 (2.8)
1(3.8)
1.5 (5.7)2(7.6)
2.5 (9.5)
3 (11.4)
3.5 (13.2)
4 (15.1)
4.5 (17.0)
5 (19.0)
6 (22.7)
7 (26.5)
8 (30.3)
9 (34.1)
10 (37.9)
11 (41.6)
12 (45.4)
13 (49.2)
14 (53.0)
15 (56.8)
16 (60.6)
17 (64.3)
18 (68.1)
19 (71.9)
20 (75.7)
25 (94.6)30 (113.5)
35 (132.5)
40 (151.4)
45 (170.3)
50 (189.3)
55 (208.2)
60 (227.1)

1/4”

アダプタ*

1513
4190
137
186

34
5473
90
110
128
148
168
185

アダプタ*

1/2˝ Ports

1/4˝ Ports

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.02345
10流量 – GPM (=3.78L/min)

1593/4˝Ports

61.0˝ Ports30

出力周波数(Hz)RFOシリーズ － 配管接続部サイズによる
1/4”&1/2”＆1/2”
3/4”

2512PSID (=6.9kPa)

3. 当センサはどちらの配管接続部を流入ロにしても取付け可能です。水平面で配大流量
範囲

101520流量 – GPM (=3.78L/min)

3

2. 出カパルスの電圧レベルは入力電圧(4.5～24VDC)と同様で、周波数は流量に比例します。出力信号はデジタルレイトメータ、総量計、又は他の電子制御器の入力信号として使用できます。

012 345

9PSID (=6.9kPa)

低流量
範囲

流入側

1/2˝ Ports

3磁気ローター流出口

1/4˝Ports

601020 30

60 70 80 90 100 110
流量 – GPM (=3.78L/min)

40 50

信号出力1˝RFOシリーズの信号出力はユニットに供給される
入力DC電圧のオン/オフパルスで一般的なデジタル論理回路に適合できます。入力電圧範囲は 4.5～24VDCです。また、出力周波数は流速に比例し、大体15Hz(低流量時)～225Hz(大流量時)の範囲にFLOW SENSORS – ELECTRONIC

部分断面図

PSID (=6.9kPa)

動作原理なります。
参考例:
低流量1725.934433460

44.85565.97687.599110122135147158170183
195
207
22076.79411112914716518520412012

大流量+VDC+VDC

0TIME

1212+VDC

240TIME

22613093

43128
163
196

607491107
123137153
1701850TIME

注）流量－周波数の関係曲線に関しては別途、お問合せください。

* 低流量アダプタ

フォーティブICGジャパン株式会社
お問合せ 0120‐083‐081

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

BU24_C_RFO_20210922

2

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

容易な取付けとメンテナンスパネル取り付け適切に取付けを行うことでローター式流量センサの性能は高まります。標準の配管据付工具を使用して取付けが可能です。本体を水平に配置することを推奨します。当流量センサは整流に対する流量モニタリングが本来の機能です。配管内で発生する乱流、脈動、連行空気等の流れなど異常な流体の動きに対してローターは反応します。

ポリプロピレン本体：
本体にある2個の取付穴に#8(Ø 3.5mm)タッピンネ
ジを使用してパネルマウントを行います。ANSITタイ
プ23タッピンネジを推奨します。但し、再取付が必要な場合は、標準機械ネジと交換可能です。

当センサの最適なパフォーマンスを得るためには、センサ内部で流体の出入ロが上部になるように本体を配置してください。配管接続部のどちら側も流体の流入口として使用可能です。流入側には最小200mmのストレート配管を確保してください。低流量範囲で使用する場合、流入側に“低流量アダプタ”を取付ける200mm必要があります。

2.50˝ (63.5 mm)

200mm

真鍮 又は ステンレス・スチール本体：
2個の取り付け穴を使ってパネルマウントを行います。#8-32UNC-2Bネジを推奨します。

2.50˝ (63.5 mm)

流入側

低流量アダプタ

流入側

低流量アダプタ

メンテナンスキット：ローター式流量センサ用接続部がNPTネジの場合、それに対応する配管もNPT適合ネジにより接続します。
リークが無い接続を確保するために適当なネジ・シール剤の使用が必要です。Pematex "No More Leaks"、又はテフロン・テープの二重巻きをシールのために推薦します。
ストレートネジ（BSPPタイプ）の場合はオーリングをシールとして使用します。

FLOW SENSORS – ELECTRONIC

流体の流入側に150ミクロンのフィルタの設置を推奨します。外部粒子が当流量センサに入ったときは、本体からレンズを取外して容易に除去が可能です。
レン
ズの取外し方としては、標準ソケット・レンチを用いてセンターリプを45度反時計方向に回転して引抜いてください。
レンズの再取付けする場合は、逆の方法をしてください。当センサを清掃、又はメンテナンスする時は、必ず事前にシステム内の圧力を解放してください。

低流量アプリケーション

以下のキット部品の何れかを交換する場合の所要時間は取付け後、約5分で再組立が可能です。
• セラミック・ローターピン• 6極マグネットローター、及びPPS/PTFEブッシング• ブナN、又はViton
オーリング
2.50˝(63.5 mm)• ポリスルホン製レンズ

センサ本体
部品番号
2.50˝ (63.5 mm)
キット内部品のオーリングの配管
本体
RFA/RFO/
RFI
材質
サイズ
材質
RFS

1/4˝ & 1/2˝

当シリーズの全ての部品番号に1個の低流量アタプタ標準で供給されます。
このアダフタは低流量時により正確なレスポンスを得るために使用します。上図のようにアダプタを流入側ポートに取付けます。

ユーザの用途に合わせてローター式流量センサ
オーリング材質：(RFA/RFO/RFS/RFI)のカスタマイズ
ブナＮ、Viton、EPDM、Gems SensorsとフォーティブICGジャパン㈱では量産向け装置のOEM採用には当カタログに掲載されたオプション以外のカスタマイズを承っています。
耐薬品性の強化、高温対応、高圧使用や電気的端末など柔軟に対応します。

シリコン、その他

3/4˝ & 1˝

ポリプロピレン

ブナＮ

155870155872真鍮 又は SS®

Viton

167364

166267真鍮 又は SS

Viton®

182695

157187

2.50˝ (63.5 mm)
パネ ルマウント
2.50˝ (63.5 mm)
取付け穴

RFOシリーズ

ローター材質：
PPS樹脂&テフロン、ナイロン製ブッシング

その他のOEM対応例：• 別の出力形態の組合せ：スイッチ、パルス、アナログ出力など• 標準樹脂製レンズ以外のメタル製プレート（右下図はステンレス・スチール製）

ローターピン材質：
長寿命セラミック

本体材質：
加水分解的に安定なポリプロピレン、ステンレス・スチール又は真鍮

レンズ材質：ポリスルホン、ステンレス・スチール又はポリプロピレン

3

フォーティブICGジャパン株式会社
商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_RFO_20210922