有機微量元素分析装置
アクセサリー・消耗品カタログ

有機微量元素分析装置 アクセサリー・消耗品
目次
分析キット

------------------------------

3

試薬等消耗品------------------------------

4

装置校正用標準試薬------------------------------

5

プレパックドチューブ------------------------------

6

燃焼管、還元管組み付け用パーツ------------------------------

7

オートインジェクター用パーツ------------------------------

8

バルブ用パーツ------------------------------

9

サンプラーシール------------------------------

10

ツール

------------------------------

11

メンテナンスについて------------------------------

12

分析キット
品名

品番

CHNモード分析キット

N2410506
内訳

数量品番

21ケース

N2411255

銀ガーゼ（0.5 インチx6 インチ）

1N2410145

還元管拡散プラグ

1N2411333

バイアルリセプタクル

2N2411335

試薬充填CHN還元管

10N2410694

試薬充填CHN燃焼管

2N2410695

アセトアリニド(2g)102401121

スズカプセル（96個⼊）

CHNSモード分析キット

N2410507
内訳

数量品番

アセトアニリド(2g)102401121

シスチン(4g)(CHNS分析⽤標準試薬)

1N2410324

スルファミン酸

1N2410501

燃焼還元管4N2410693

還元炉⽤管

1

N2410698
N2411255

スズカプセル

6

⽯英バイアルリセプタクル

酸素モード分析キット

N2411401

N2410323
内訳

数量

品番

熱分解管(試薬プレパックド)酸素分析⽤

1N2410696

吸収管(試薬プレパックド)

4

N2410697

還元炉⽤管(試薬プレパックド)CHNS・O⽤

1

N2410698

スズカプセル(96個⼊)11N2411255

⽯英バイアルリセプタクル

1

N24114013

試薬等消耗品
品名

品番

EA-1000(70g)

N2410092

EA-1000(70g) 3個セット

N2410166

タングステン酸銀/酸化マグネシウム(100g)

02401344

タングステン酸銀/酸化マグネシム(100g、3個セット)

N2410165

バナジウム酸銀(40g)

02401117

バナジウム酸銀(40g、3個セット)

N2410164

EA-6000(70g)

N2410278

EA-6000(70g、5個セット)

N2410331還元銅 粒状(567g)

02400117

還元銅粒状（567g、10個セット）

N2410157

還元銅

線状(454g)

02401362

還元銅

線状(454g、5個セット)

N2410332

還元銅(N分析用)
酸化銅

N2411527

線状(454g)

02401092

RCサーモライト(100g)(助燃剤)02400815

プラチナカーボン(10g)02400119#N/A

N2410518#N/A

N2410277

ソーダアスベスト(100g)

02400115#N/A

N2410188

過塩素酸マグネシウム(454g)

024011194

装置校正⽤標準試薬
品名

容量

品番

アセトアニリド （C=71.09%, H=6.71%, N=10.36%)2g02401121

安息⾹酸（C=68.85%, H=4.95%, N=26.20%)4g02401120

シスチン（C=29.99%, H=5.03%, N=11.66%, S=26.69%)4g

N2410324

EDTA（N=9.59%)100g

N2410325

スルファミン酸 （C=51.19%, H=5.07%, N=20.14%)10g

N2410501

シクロヘキサノン2,4ジニトロフェニルヒドラゾン

1g02401347

チューブ
品名
燃焼管

材質
⽯英

モード
CHN

燃焼管(3本セット)

⽯英

燃焼管(10本セット)

⽯英

品番

数量
1N2411264

CHN

3N2410212

CHN

10N2410153

燃焼還元管

⽯英

CHNS

1N2411514

燃焼還元管(5本セット)

⽯英

CHNS

5N2410330

ステンレススチール燃焼・還元管 ステンレス(在庫限り販売終了予定)

N

1N2421070

熱分解管

⽯英

O

1N2411235

還元炉⽤管

⽯英

O/S

1N2411300

還元管

⽯英

CHN

1N2411291

還元管(10本セット)

⽯英

CHN

10N2410154

吸収管

Pyrex

O/N

1N2411359

5プレパックドチューブ
品名

品番

燃焼管（試薬プレパックド）CHN⽤

N2410695

還元管（試薬プレパックド）CHN⽤

N2410694

燃焼還元管（試薬プレパックド）CHNS⽤

N2410693

熱分解管（試薬プレパックド）酸素分析⽤

N2410696

吸収管（試薬プレパックド）N2410697

還元炉⽤管（試薬プレパックド）CHNS・O⽤

N2410698

パッキング⽤消耗品
品名

品番

銀ガーゼ（0.5 インチx6 インチ）

N2410145

⽩⾦ガーゼ

N2411273

クオーツウール（50g）

JP120062

還元管拡散プラグ

N2411333

パッキングガイド付きチューブスタンド

N2410267

リセプタクル
品名

品番

⽯英バイアルリセプタクル

N24114016燃焼管、還元管組み付け⽤パーツ
品名

品番
111mmフィルターディスク（12枚⼊）

02400137

225mm O-リング（1個⼊）

09902188

325mm ガラス管ワッシャー（1個⼊）

N2411118

425mm ガラス管ナット(1個⼊)N24111175

燃焼管⽤セラミックリング（1個⼊）

N2411341

611mm O-リング（12個⼊）

02401583

711mm ガラス管ワッシャー（1個⼊）

02401042

811mm ガラス管ナット（1個⼊）

02401028

9

還元管⽤セラミックリング（1個⼊）

N2411342

10

2400⽤クロスオーバーブラケット（1個⼊）

N24103157

オートインジェクター⽤パーツ
品名

品番

25mm VITON O-Ring （1個⼊り）

09902048

SPRING-CMPRSSN 0.24DX 1/4L SST

09920404'O' RING

09902123

スクラバー⽤パーツ
品名

品番
1

フィルターディスク(12枚)

02400137

2O-リング11㎜(12個⼊)

02401583

3

ワッシャー 11MM02401042

4

ナット 11MM024010285吸収管N24113598

バルブ⽤パーツ
品名

品番

Closed アッセンブリ

N24110872

バルブプランジャースプリング

02401291

1

バルブブランジャー

N2411257

3O-リング

02401293

Openアッセンブリ

N2411088

6

ワッシャー 11MM

02402089

4

ナット 11MM

5

バルブプランジャースプリング

N2411088

3O-リング

024012939サンプルシーラー
品名品番

サンプルシーラー(揮発性サンプルパン⽤)(粘性液体試料 )02190061

還元管

B0198093

カプセル、パン、ディスク
品名

数量

品番

スズカプセル(96個⼊)

96個⼊り

N2411255

スズカプセルキット(96個⼊、10ケース）

96個⼊り×10ケース

N2410155

⼤容量スズカプセル（250個⼊)

250個⼊りN2411362

スズディスク28㎜φ(100枚⼊)

100枚⼊りN2411363

FLAT TIN DISKS

1,000枚⼊り

N2410244

ｽｽﾞ製密閉ﾊﾟﾝ&ｶﾊﾞｰ(400個⼊)(粘性液体試料⽤)

400個⼊りN2410320

ｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾌﾟｾﾙ4μL(1000個⼊)(⾮粘性液体試料⽤)

4μL, 1,000個⼊り

02400642

⼤容量ｱﾙﾐﾆｳﾑｶﾌﾟｾﾙ30μL(1000個 )(⾮粘性液体試料⽤)

30μL, 1,000個⼊り

00090709

PK/1000

アルミニウム製密閉サンプルパン&カバー、20 #L 、2気圧(400個) 20μL, 400個⼊り

02190062

銀カプセル(96個⼊)(酸素分析⽤)N2411364

96個⼊り

アクセサリー
品名

品番

フックピンセット09908138

ストレートピンセット（フラットラウンド）

09908400

マイクロスパチュラ

02401286

PONY BRUSH QUILL PK/1202401296

PEDESTAL FOR SAMPLE CAPSULES

N2411267

サンプルハンドリングキット
品名品番

ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｷｯﾄ(ﾋﾟﾝｾｯﾄ、ｽﾊﾟﾁｭﾗ、ﾊｹ等)

N2410146

内訳：
品名

品番

マイクロスパチュラ

02401286

ブラシ（12個⼊）

02401296

ピンセット (フック)09908138

ピンセット (フラットラウンド)

09908400

サンプルカプセル⽤台座

N2411267

10

ツール
品名

品番

WRENCH 25-MM

2400シリーズ25mm燃焼管⽤

N2411144

WRENCH

2400シリーズ11mm燃焼管⽤

09907204

SPANNER WRENCH VALVES

バルブ開閉⽤

02401294

RETRIEVING WIRE

2400シリーズチューブ取り外し⽤

N2411274

11mm

ウルトラミクロ電⼦天秤

消耗品・アクセサリー

品名

品番

重量校正標準09908397

テアーウェイトセット(13種類、1mg〜1g）

09908396

フックピンセット09908138

ストレートピンセット（フラットラウンド）

09908400

ハングダウンワイヤー修理キット

C3220112

標準スターラップキット(2個）

03220068

アルミニウムフラットパン(20個⼊）

C3221027

11メンテナンスについて
2400シリーズの体表的な保守スケジュールです。
⼿順

間隔

コメント

⼀般的な保守：湿った布でダスト・カバーの外側を拭く

ほこりが溜まったとき

ガス・ボンベの交換

必要に応じてオートサンプラー、カルーセルとプレートの清掃

分析5000回毎

オートインジェクターをメチルま6ヶ⽉毎、または炭素付着物を除去する オートインジェクタは完全に乾燥してたはエチルアルコールで 交換
フィルター・ディスクの交換必要があるときから取り付けます

4ヶ⽉毎(品番：02400137)

反応管のO-リングの交換

反応管交換のたび

ラムO-リングとスプリングの交換（オートインジェクター）

1年に1回

インライン・フィルターの交換

2年に1回

25mm Vition O-リング（品番：09902048),スプリング（品番：09920404)

インライン・フィルタ・アセンブリ（09903665)付属の説明書参照

⽯英インサートまたはバイアル受けから銀、スズ、アルミニウムの残さを除去する

分析600回毎不活性物質を含む試料はもっと頻繁な洗浄が必要

反応管：
CHN:燃焼管の交換分析1000回毎* または（品番：N2411264)

K-ファクター値が⼤きく変動する

CHN:還元管の交換分析250回毎*（品番：N2411291)

CHNS:燃焼/還元管の交換分析120回毎*（品番：N2411264)

CHNS:還元炉管の交換

必要に応じて（品番：N2411300)

O:熱分解管の交換

分析1000回毎*（品番：N2411235)

O:還元炉管の交換

必要に応じて（品番：N2411300)

O:酸性ガス･吸収管の交換

分析250回毎*（品番：N2411359)

バルブ：*上記分析回数は⽬安です。

（常時閉）バルブA, B, D, E, F, G, H, Iの交換

年に1回（常時開）バルブCの交換

1年半に1回

使⽤⽅法及び使⽤環境により異なります。

その他：
熱電対

故障の都度（品番：N2410007) **サービスエンジニアにご依頼ください。
＊本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせ下さい。
＊記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
＊本カタログに掲載の価格には消費税が含まれておらず、有効期限は価格改定時までとなります。
＊仕様・外観・価格は予告なく変更される場合があります。

Copyright 2024 PerkinElmer Japan GK

May, 2024