可搬型自動打音検査システム
株式会社アイ・ティ・エンジニアリング

打音検査が簡単！

簡易に履歴判定・正常・要判断・異常無線
コードレス

バックヤードシステム

過去の打音計測データを全て保存

タブレット
カメラによる打音画像データを収集

接地 → トリガ → 打撃音計測 → 計測データ判定 を片手で1秒以内に実現

さ・ら・に以前のデータと毎回のデータを重ねて表示！
音

以前の計測データ

青い線は今回のデータ
赤い線は過去のデータ

今回の計測データ

過去のデータは増やす事が可能！

ＦＦＴ

重ね合せ表示

変位の確認が容易になりました
同一打撃ポイントの履歴を簡易検索

2012

・亀裂・緩み・ボルトの劣化

2013
2014

2015

重ね合せ表示で状態の変化を簡単表示確認

劣化の度合いが一目瞭然！

社会インフラ保守管理の省力化、簡易化ができます。
◎ハンマー打音での非破壊検査を標準化できます。
◎自動打音収集データ＆位置データを無線で送信できます。
◎収集した打音データを周波数解析して、現場で保守の要否を判断できます。
◎データはビッグデータ化して、再利用していくことが可能です。

計測用タブレットＰＣ〈可搬型自動打音検査装置 〉

自動打音検査装置と計測用タブレッツトPC図
自動打音検査装置

ソレノイドハンマー打撃ユニット

小型マイク

RFIDﾀｸﾞ

RFIDﾘｰﾀﾞｰﾗｲﾀ

I/F基板、LED SW基板等
無線Bluetooth

無線BlueTooth Ver2.1+EDR(Class2)準拠

計測用タブレットPC
OS:Windows8.1
CPU:ｲﾝﾃﾙ AtomTM Z3740ﾌﾟﾛｾｯｻｰ
ﾒﾓﾘ：２GB
ﾓﾆﾀ：1280×800ドット/1677万色
通信：Bluetoothﾜｲﾔﾚｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ Ver4.0

システム開発ニーズ

社会インフラ保守管理の省力化、簡易化を実現

設備保全部門の問題点

対応方針

実 施 策

・技術者の大幅な不足

・技術者以外も点検・可搬型装置でデータ収集・膨大な実施費用

・簡単操作で効率点検

・計測システムの開発

用

途

橋梁・橋脚

道路・トンネル

特道路、橋脚、枕木、建造物、屋外設置の設備等の保守点検

車両・枕木・レール

建造物躯体・壁面

屋外設置の設備長・打音技術の知識が無い人でも簡単に操作出来る。（一人で操作可）
・計測装置とタブレットPCで自動計測出来る。（一人で点検可能）
・データのやり取りは無線化され自動転送出来る。（特別の技術知識不要）
・計測記録は、バックヤードコンピュータで集中管理出来る。
・計測記録として、タブレットPCのカメラ機能を使用して画像を保管出来る。
・打撃ポイントを１秒以内で計測できる。

機

能・ソレノイドハンマーを使用した打撃機構の採用により、安定した打音データが収集出来る。
・RFIDリーダーが内蔵、打撃箇所にRFIDタグを固定して位置データが取得出来る。
・計測装置からタブレットPCへ自動的に無線で打音収集データを送信出来る。（MAX.2回/秒）
・送信された打音データはタブレットPCでリアルタイムにて処理される。
・処理された点検結果データを元に現場の保守（修理）の要不判断を支援する事が出来る。
・収集されたデータは全てバックヤードコンピュータ転送して、データベースを構築出来る。
・データベースに蓄積された計測履歴より劣化の進行度の判断の支援が出来る。

システム構成AD変換値(V)
3.0(2.5
電 2.0圧1.5V1.0)0.5
0.0
0.020.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

経過時間(ms)

AD変換値(FFT)

構
造物

V2rms

16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0
周波数(Hz)

DB化

計測用タブレットＰＣ
自動打音検査装置

バックヤード コンピュータシステム

仕様と機能１．可搬型自動打音検査システム構成
1.1 自動打音検査装置
名 称
RFIDﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ
小型マイク
接触センサ
打撃位置センサスイッチ（ＳＷ）
設定ＳＷ
ソレノイドハンマー
打撃ユニット

出

仕様機

能

No.

入

1
2
3
4
5
67

入力

8出力

各ＬＥＤ

①タグ読取りＯＮ状態②接触センサのＯＮ状態③記録 ５個のＬＥＤで状態等を表示する
したデータを送信中④打撃位置のＯＮ状態⑤予備〃

判定ＬＥＤ
無線通信
メモリ
通信

３個のＬＥＤで判定結果表示（青、黄、赤）
無線BlueTooth Ver2.1+EDR(Class2)準拠

判定を３個のＬＥＤ色で表示する

ＦＲＡＭ(保存用メモリ）

設定値保存用の外部メモリ

ＵＳＢ通信

ファームウエア書込用

電源

寸法

３６Ｖ，２．０Ａｈ７２ｍｍ(幅）×１８５ｍｍ(長さ）×２１０ｍｍ(高さ）

〃〃
〃
〃
〃
〃

9101112131415161.2

入出力
〃〃

重動

量作

環

HFﾀｸﾞの読取り（ISO/IEC15693,I･CODE SLIﾀｸﾞ）

タグで計測対象・場所を特定する

1ch

打撃時の打音を集音する

ゲイン×1～10(ボリューム調整）

３点の接触センサ

3点接触で被測定物の接触を確認する

フォトインタラプタ
打撃開始用ＳＷ，タグ読取り用ＳＷ

打撃ヘッドの位置を検出する

予備１～４、保守用ＳＷ（パラメータ等の設定）

予備１～４、保守用ＳＷ

打撃力：50～200gf、連続打撃0.5秒/回、強度:3万回以上

対象物をハンマーで打撃する開始用スイッチ

記録した打撃データをPC等に送信

７９２ｇ
境－２０°～４０℃、１０～９０％RH(結露無きこと）

装置用バッテリー
・推奨品：ＢＯＳＣＨ（ボッシュ）３６Ｖ２．０Ａｈリチウムイオンバッテリー：型式Ａ３６２０ＬＩＢ

２．計測用タブレットPC

推奨品：東芝 dynabook tab VT484 ( VT484/23K [型#PS48423KNLG] )モデル名

仕ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙOS

Windows 8.1 32ﾋﾞｯﾄ

様ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

HDMI(micro)出力端子×1､microUSB2.0×1､他

CPU

ｲﾝﾃﾙⓇAtomTM Z3740ﾌﾟﾛｾｯｻｰ

Webｶﾒﾗ

有効画素数 約200万画素(前面)C 標準/最大P 仕様
U ﾒﾓﾘ専用

2GB

ﾊﾞｯﾃﾘｰLPDDR3-1066対応SDRAM
0ｽﾛｯﾄ(増設不可)

解像度/
表 表示色
示
ﾋﾞﾃﾞｵRAM機
能 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ
ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰ

最大1,280×800ﾄﾞｯﾄ/1,677万色
最大992MB(ﾒｲﾝﾒﾓﾘと供用)
ｲﾝﾃﾙⓇHDｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ(CPUに内蔵)

補助記憶装置Cﾄﾞﾗｲﾌﾞ容量
通 無線LAN
信 Bluetooth

モデル名

電 駆動時間源 充電時間ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ仕様

ﾘﾁｳﾑﾎﾟﾘﾏｰ(ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ)
約11.0時間
約4.0時間(電源OFF時)/約5.0時間(電源ON時)
AC100～240V､50/60Hz

標準消費電力約4W (MAX.10W)

環境条件

温度5～35℃､湿度20～80%(但し､結露しないこと)

外形寸法

約13.9(幅)×213.0(奥行)×10.7(高さ) mm

質量約445g

ｽﾄﾚｰｼﾞ 32GBﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ

主な付属品

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ､電源ｺｰﾄﾞ､取扱説明書､保証書 他

約24GB(11GB)

保証

引取り修理

IEEE802.11a/b/g/n準拠

主なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

Microsoft Office Home and Business 2013

BluetoothⓇﾜｲﾔﾚｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰVer4.0

３．バックヤードコンピュータシステムの推奨環境①ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７，８，８．１②データベース：ＭｙＳＱＬ

５．６③メモリ：２ＧＢ以上④表示：MicroSoft

Excel2013⑤通信：Bluetooth

Ver4.0

心豊かな未来の創造株式会社 アイ・ティ・エンジニアリング

東京都大田区蒲田3-23-7 松本ﾋﾞﾙ５階
TEL： 03-5703-9111
FAX： 03-5703-9112