最新世代型 testo 環境プローブ (Bluetooth®ハンドル付属)
0554 1111

取扱説明書

目次

目次
123

安全と廃棄について .......................................................................................3
システムについて ..........................................................................................4
装置について .................................................................................................6
3.1 testo 440 プローブヘッド接続用 Bluetooth®ハンドル (0554 1111) .......6
3.2 Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載) (0635 1571) .........7
3.3 Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載)(0635 9571) ........................................................................................93.4 Bluetooth®対応 高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)(0635 9371) ......................................................................................11
3.5 Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載)(0635 9431) ......................................................................................12
3.6 Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ (0636 9771) ............................ 14
3.7 Bluetooth®対応 温湿度プローブ (0636 9731) .......................................15
3.8 Bluetooth®対応 CO2 プローブ (温湿度センサ搭載) (0632 1551) ..........16
3.9 Bluetooth®対応 CO プローブ (0632 1271) ...........................................1745初期操作 .......................................................................................................18
メンテナンス ............................................................................................... 19
5.1 プローブのメンテナンス ......................................................................195.1.1

装置のお手入れ......................................................................195.1.2

校正 .......................................................................................195.2 Q&A......................................................................................................20
67

テクニカルデータ ........................................................................................ 20
アクセサリとスペアパーツ ..........................................................................26

1 安全と廃棄について

1 安全と廃棄について
本書について•取扱説明書は装置の一部です。

•

初めにこの取扱説明書をよくお読みになり、使用する前に製品の扱いについてご理解ください。

•

また、怪我や製品の破損を防ぐためにも、安全に関する注意と警告の内容は特に厳守してください。

•本書は常に手の届く場所に保管し、いつでも読めるようにしておいてください。

•

この取扱説明書は、必ず不備の無い、オリジナルのものを使用してください。

•製品を別の利用者が使う場合は、この取扱説明書も必ず渡してください。

安全に使用していただくために•本機は用途や規定を守ってご使用ください。また、技術仕様が定める数値の範囲内でお使いください。装置に無理な力を加えないでください。

•

測定対象や測定現場によっては危険を伴う場合があります。使用する場所の安全規則を必ず守って測定を行ってください。

•

絶縁していない通電部品に接触させる測定は避けてください。

•本機を溶剤と一緒に保管しないでください。乾燥剤は使用できません。

•取扱説明書に記載されていないメンテナンスや修理を、本機に行わないでください。また、作業の際には定められた手順を必ず守ってください。Testo
純正品以外の部品は使用できません。

•

センサー/プローブの温度表示は、あくまでセンサーの測定範囲内での使用に限られます。高温に対応できる旨が明記されている場合を除き、ハンドルとケーブルを 50 °C (122 °F) 以上の場所におかないでください。

•

装置や配線に損傷が見つかった場合は、使用を中止してください。

3

2 システムについてバッテリーについて•

バッテリーの取り扱いを誤ると壊れる恐れがあるほか、感電による怪我や火災、液体薬品の漏えいにつながる危険があります。

•

同梱のバッテリーは取扱説明書の指示に必ず従って使用してください。

•

バッテリーのショート、分解、改造はお止めください。

•

バッテリーに強い衝撃を与えること、水や火の中に入れること、温度が+140 °C 以上 / -20 °C 以下になる場所に置くことはお止めください。

•金属の近くに未使用のバッテリーを保管しないでください。

•

密閉されていない、または破損したバッテリーは使用できません。

•

バッテリー液が体に付着した場合は、液が触れた箇所を水で丁寧に洗ったのち、医師の診察を受けてください。

廃棄について•故障したバッテリーや空になったバッテリーは、ご使用地域の規則にならって処分してください。

•

本機を処分する際は、電子機器のリサイクルを心がけてください (ご使用地域の法令に従ってください)。もしくは、廃棄する製品を Testo までご返送ください。

2 システムについて作業には Bluetooth®対応プローブを使用します。各種プローブはハンドル、プローブヘッドを始め、必要に応じて専用アクセサリも使います。
ハンドルは全てのプローブヘッドならびにシステムのアタッチメントにつなげられます。大まかなシステムの内容と組み合わせは下図を参考にしてください。
testo 440 測定器と組み合わせるプローブの詳しい説明については、各製品の取扱説明書でご確認ください。

4

2 システムについて
システム概要

1 testo 440 プローブヘッド接続用
Bluetooth®ハンドル(製品番号 0554 1111)
3 高精度温湿度プローブヘッド(製品番号 0636 9770)
5 CO プローブヘッド(製品番号 0632 1270)

2 CO2 プローブヘッド(温湿度センサ搭載)(製品番号 0632 1550)
4 温湿度プローブヘッド (製品番号0636 9730)
6 testo 440 風速計接続用ハンドル
アダプター(製品番号 0554 2160)
5

3 装置について
7 100 mm ベーン式プローブヘッド(製品番号 0635 9430)

8 高精度 100 mm ベーン式プロー
ブヘッド (温度センサ搭載) (製品番号 0635 9370)
9 90°アングル付き testo 440 風速 10 熱線式プローブヘッド (温湿度セ計用 伸縮式ロッド (製品番号ンサー搭載) (製品番号 06350554 0960)
1570)
11 16 mm ベーン式プローブヘッド (温度センサ搭載)(製品番号 0635 9570)

3 装置について
3.1 testo 440 プローブヘッド接続用
Bluetooth®ハンドル (0554 1111)
使用方法
Bluetooth®機能搭載ハンドルは、プローブヘッドを付けた testo 440 測定器とワイヤレスで接続して使用します。
測定手順は、測定器の取扱説明書に記載されている内容に従ってください(参照先: www.testo.com)。
ハンドル各部

1 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
3 ボタン

6

2 ステータス表示 LED
4 バッテリーケース (裏側)

3 装置について
バッテリー絶縁テープの取り外しバッテリーケースから絶縁テープを引き抜きます。

1

3.2 Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載) (0635 1571)
使用方法
testo 400 / testo 440 と接続した熱線式プローブは、エアダクト内の風速や湿度の計測に適しています。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 伸縮式ロッド
5 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
7 ボタン
9 バッテリーケース (裏側)

2 プローブヘッド接続部
4 ハンドルアダプター
6 ステータス表示 LED
8 Bluetooth®ハンドル

注意
センサ先端の破損に注意！
- センサには触れないでください- 測定後はスリーブを付けてください。
気流の速度が出ていないと、十分な温湿度の測定結果が得られない場合があります。プローブのスイッチを入れる時は、ダクトの外で以下の条件で実行してください。
周辺温度：20 °C
気流: 約 0 m/s
73 装置について
熱線式プローブとハンドルの接続
1

ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。

2

ハンドルのアダプターをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3

クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

4

伸縮式ロッドをハンドルのアダプターにセットします (溝とピンの合わせ方に注意)。

5

伸縮式ロッドを軽く押しながら回し、カチッとはめます。

6

プローブヘッドを伸縮式ロッドに差し込みます (溝とピンの合わせ方に注意)。

7

プローブヘッドを軽く押しながら回し、カチッとはめます。

 熱線式プローブの準備はこれで完了です。
測定の実行
風速測定では、プローブヘッドの矢印と流れの方向が一致していなければなりません。

最大値が表示されるまで前後に少し回すと正しい測定値を取得できます。

8

3 装置について

3.3 Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø16 mm、温度センサ搭載) (0635 9571)
使用方法
ベーン式プローブ (Ø 16 mm) は testo 400 / testo 440 に接続して使用し、エアダクトの風速を測るのに適しています。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 伸縮式ロッド
5 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
7 ボタン9 バッテリーケース (裏側)

2 プローブヘッド接続部
4 ハンドルアダプター
6 ステータス表示 LED
8 Bluetooth®ハンドル

注意
センサ先端の破損に注意！
- センサには触れないでください- 測定後はスリーブを付けてください。
ベーン式プローブ (Ø 16 mm) とハンドルの接続
1

ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。

2

ハンドルのアダプターをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3

クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

4

伸縮式ロッドをハンドルのアダプターにセットします (溝とピンの合わせ方に注意)。

5

伸縮式ロッドを軽く押しながら回し、カチッとはめます。
9

3 装置について

6プローブヘッドを伸縮式ロッドに差し込みます (溝とピンの合わせ方に注意)。

7

プローブヘッドを軽く押しながら回し、カチッとはめます。

 ベーン式プローブ (Ø 16 mm) の準備はこれで完了です。
測定の実行
プローブを図のように配置します。プローブヘッドの矢印マークは、必ず流れの方向に向いている必要があります。

最大値が表示されるまで前後に少し回すと正しい測定値を取得できます。

10

3 装置について

3.4 Bluetooth®対応 高精度ベーン式プローブ(Ø 100 mm、温度センサ搭載) (0635 9371)
使用方法
高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm) は testo 440 に接続して使用し、排気口などの風速を測ります。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
5 ボタン
7 バッテリーケース (裏側)

2 ハンドルアダプター
4 ステータス表示 LED
6 Bluetooth®ハンドル

注意
センサ先端の破損に注意！
- センサには触れないでください
同梱の testovent ホルダーは testovent 417 風量測定ファンネル用です。
高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm) とハンドルの接続
1 ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。
2

ハンドルのアダプターをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3 クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

11

3 装置について

4センサーヘッドをハンドルのアダプターにセットします (溝とピンの合わせ方に注意)。

5

プローブヘッドを軽く押しながら回し、カチッとはめます。

 高精度ベーン式プローブの準備はこれで完了です。
天井開口部の測定など、必要に応じて伸縮式ロッド (製品番号 05540960) と 90°アングル (製品番号 0554 0991) をつなげられます。

3.5 Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø100 mm、温度センサ搭載) (0635 9431)
使用方法
ベーン式プローブ (Ø 100 mm) は testo 440 に接続して使用し、排気口などの風速を測ります。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
5 ボタン
7 バッテリーケース (裏側)

2 ハンドルアダプター
4 ステータス表示 LED
6 Bluetooth®ハンドル注意
センサ先端の破損に注意！
- センサには触れないでください
同梱の testovent ホルダーは testovent 417 風量測定ファンネル用です。
12

3 装置について
ベーン式プローブ (Ø 100 mm) とハンドルの接続
1 ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。
2 ハンドルのアダプターをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。
3 クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。
4

センサーヘッドをハンドルのアダプターにセットします (溝とピンの合わせ方に注意)。

5 プローブヘッドを軽く押しながら回し、カチッとはめます。

 ベーン式プローブの準備はこれで完了です。
天井開口部の測定など、必要に応じて伸縮式ロッド (製品番号 05540960) と 90°アングル (製品番号 0554 0991) をつなげられます。

13

3 装置について

3.6 Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ(0636 9771)
使用方法
高精度温湿度プローブは testo 440 に接続して使用し、空気中の温湿度を測ります。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 ステータス表示 LED
5 Bluetooth®ハンドル

2 クイックロック
4 ボタン
6 バッテリーケース (裏側)注意

センサ先端の破損に注意！
- センサには触れないでください
高精度温湿度プローブとハンドルの接続
1 ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。
2

プローブヘッドをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3

クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

 高精度温湿度プローブの準備はこれで完了です。

14

3 装置について

3.7 Bluetooth®対応 温湿度プローブ(0636 9731)
使用方法
温湿度プローブは testo 440 に接続して使用し、空気中の温湿度を測ります。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 ステータス表示 LED
5 Bluetooth©ハンドル

2 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
4 ボタン
6 バッテリーケース (裏側)注意

センサ先端の破損に注意！
- センサには触れないでください
温湿度プローブとハンドルの接続
1

ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。

2

プローブヘッドをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3

クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

 温湿度プローブの準備はこれで完了です。

15

3 装置について

3.8 Bluetooth®対応 CO2 プローブ (温湿度センサ搭載) (0632 1551)
使用方法
CO2 プローブは testo 440 に接続して使用し、 CO2 濃度と温湿度を測ります。
各部の名称

1 プローブヘッド
2 シリコンカバーキャップ
3 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
4 ステータス表示 LED
5 ボタン®
6 Bluetooth ハンドル
6 バッテリーケース (裏側)7•注意
プローブには精密な光学コンポーネントを使用しています。プローブは丁寧に取り扱ってください。

•

強い振動が加わると、出荷時に行った校正を変えてしまう可能性があります。外気における二酸化炭素の測定値が 350～450 ppm CO2 かどうか、チェックしてください (都市部では最大 700 ppm CO2)。

•センサーのシリコンカバーキャップは外さないでください。正しい測定ができなくなります。

•プローブは結露すると長期安定性に悪影響が出る恐れがありますので、ご注意ください。結露したプローブを使用すると、CO2 の測定値が高くなることがあります。

•

周辺温度が変化 (内と外など測定箇所を変更) する時は、センサー / プロー
ブに数分の調整時間が必要になります。

•

測定器のスイッチを入れた後は、センサーを温める時間が 30 秒程度必要になります。

•

センサー内の CO2 濃度は、環境調整に 60 秒程度必要です。プローブを軽く振ると、調整時間を短縮できます。

•

プローブはできるだけ人体から離してください。CO2 に含まれる化学物質の吸入を避けるようにしましょう。

16

3 装置について
CO2 プローブとハンドルの接続
1

ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。

2

プローブヘッドをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3

クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

 CO プローブの準備はこれで完了です。
2

3.9 Bluetooth®対応 CO プローブ (0632 1271)
使用方法
CO プローブは testo 440 に接続して使用し、空気中の CO 濃度を調べます。
各部の名称

1 プローブヘッド
3 ステータス表示 LED
5 Bluetooth®ハンドル

2 プローブヘッドとアダプターのクイックロック
4 ボタン
6 バッテリーケース (裏側)

危険死亡事故を招く恐れがあります！
一酸化炭素は無色・無臭・無味の気体です。高濃度になると生命の危険にさらされる可能性があります。
- CO プローブを人体の安全を監視する装置として使用することはできません。

17

4 初期操作
CO プローブとハンドルの接続
1

ハンドルの先にあるクイックロックを反時計回りに 90°回し、ロックを外します。

2

プローブヘッドをハンドルにセットします (差し込む向きに注意)。

3

クイックロックを 90°回し、カチッと鳴るまではめます。

 CO プローブの準備はこれで完了です。

4 初期操作スイッチオン1-

ハンドルのボタンを押します。

 ハンドルのスイッチがオンになります。
スイッチオフ
1-ハンドルのボタンを 3 秒間押し続けます。

 ハンドルのスイッチがオフになります。
ステータス表示 LED
ステータス表示 LED

意味

赤く点滅
オレンジ色で点滅

バッテリー不足
プローブが起動し、Bluetooth®との接続を試行中。
プローブが起動し、Bluetooth® との接続が完了。

緑で点滅

18

5 メンテナンス

5 メンテナンス
電池交換
1

バッテリーケースのカバーを開けます。ロックを下げてカバーを外します。

2

ケースから使い終わった電池を外し、新品 (単 3 形 x 4 本) を入れます。入れる向きに注意してください。

3

セットしたバッテリーケースを上げてロックします。

 ハンドルが使用可能になりました。
5.1 プローブのメンテナンス
5.1.1 装置のお手入れ
強力な洗剤や溶剤は使用せず、薄めた家庭用食器洗剤やせっけん水を使用してください。
接続部は常に清潔を保ち、油や汚れをためないでください。
装置と接続部を湿らせた布で綺麗にした後は、十分に乾燥させてください。

5.1.2 校正
プローブは、基本的に工場での校正実施記録を付けて出荷されます。
ただし、多くの用途では 12 ヶ月ごとにプローブの再校正を行うことを推奨しています。
校正作業は Testo Industrial Services (TIS)、もしくは承認を受けた事業者が提供する便利なサービスソフトウェアを使って行うことができま19

6 テクニカルデータす。校正の依頼でお送りいただく場合は、プローブのみ (ハンドヘルド測定器なし) で構いません。
詳しい内容については、Testo までお問い合わせください。

5.2 Q&A
質問

考えられる原因と対処法

ステータス LED が赤色に点滅
プローブのスイッチが勝手に切れるバッテリーがなくなりかけています。電池を交換してください。
バッテリー不足です。電池を交換してください。

6 テクニカルデータ•風速計の調整条件：
直径 350 mm の自由噴流、基準圧力 1013 hPa、testo Referenz
Laser Doppler Anemometer (LDA) に準じます。

•風速計に関する注意事項：
気流の速度が出ていないと、十分な温湿度の測定結果が得られない場合があります。

•湿度プローブに関する注意事項：
結露した環境で湿度プローブを使用しないでください。多湿環境で長時間使用するケースについて> 80 %RH (≤ 30 °C) で 12 時間以上
> 60 %RH (> 30 °C) で 12 時間以上に当てはまる場合は、Testo サービスにお問い合わせいただくか、Testo ウェブサイトからご連絡ください。

testo 440 プローブヘッド接続用 Bluetooth®ハンドル (0554 1111)
特性値

保管温度
使用温度
外形寸法
Bluetooth®通信範囲-20～+60 °C-5～+50 °C
165 mm x 50 mm x 40 mm
20 m (障害のない場所)

Bluetooth®対応 熱線式プローブ (温湿度センサ搭載) (0635 1571)
20

6 テクニカルデータ

特性値

測定範囲

0～+50 m/s
-20～+70 ℃
5～95 %RH
700～1100 hPa
精度±(0.03 m/s + 計測値の 4 %)(0～20 m/s)
(22 °C、±1 Digit)±(0.5 m/s + 計測値の 5 %)(20.01～30 m/s)
±0.8 °C (-20～0 °C)±0.5 °C (0～+70 °C)±3 hPa精度±3.0 %RH (10 %RH～35 %RH)
(25 °C、±1 Digit)±2.0 %RH (35 %RH～65 %RH)
±3.0 %RH (65 %RH～90 %RH)
±5 %RH (その他の測定範囲)
その他の不確実要因：- ヒステリシス：±1.0 %RH- 長期安定性：±1 %RH/年
0.01 m/s
分解能
0.1 ℃
0.1 %RH
0.1 hPa
温度係数
type(k=1) ±0.06 %RH/K
保管温度-20～+60 °C
使用温度-5～+50 °C®
Bluetooth 通信範囲
20 m (障害のない場所)
バッテリ寿命21.5 時間230 mmプローブヘッド長さセンサーのプローブヘッド直 9 mm
径
伸縮式ロッド装着時のプロー 伸長：1000 mm
ブヘッド寸法
ハンドル先端から、伸縮式ロッドを取り付けたプローブヘッド先端までのプローブ長さ：
800 mm
規則、規格、検査EC 規則：2014/30/EU
Bluetooth®対応 ベーン式プローブ (Ø 16 mm、温度センサ搭載) (0635 9571)

21

6 テクニカルデータ

特性

値

測定範囲

0.6～50 m/s-10～+70℃±(0.2 m/s + 計測値の 1 %)(0.6～40 m/s)±(0.2 m/s + 計測値の 2 %)(40.1～50 m/s)
±1.8 °C
0.1 m/s
0.1 ℃-20～+60 °C-5～+50 °C
20 m (障害のない場所)
70 時間
790 mm x 50 mm x 40 mm230 mm
16 mm

精度
(22 °C、±1 Digit)
分解能

保管温度
使用温度
Bluetooth©通信範囲
バッテリ寿命
外形寸法
プローブヘッド長さ
プローブヘッド直径
伸縮式ロッド装着時のプロー 伸長：1000 mm
ブヘッド寸法
ハンドル先端から、伸縮式ロッドを取り付けたプローブヘッド先端までのプローブ長さ：
800 mm
規則、規格、検査EC 規則：2014/30/EU
Bluetooth©対応 高精度ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載) (06359371)
特性

値

測定範囲

0.1～15 m/s-20～+70 °C±(0.1 m/s + 計測値の 1.5 %)(0.1～15 m/s)
± 0.5 ℃
0.01 m/s
0.1 ℃-20～+60 °C-5～+50 °C
20 m (障害のない場所)
60 時間
375 mm x 105 mm x 46 mm
100 mm精度(22 °C、±1 Digit)
分解能
保管温度
使用温度Bluetooth®通信範囲
バッテリ寿命
外形寸法
ベーン直径
規則、規格、検査22

EC 規則：2014/30/EU

6 テクニカルデータ
Bluetooth©対応 ベーン式プローブ (Ø 100 mm、温度センサ搭載) (0635 9431)
特性値

測定範囲

0.3～35 m/s-20～+70 °C±(0.1 m/s + 計測値の 1.5 %)(0.3～20 m/s)±(0.2 m/s + 計測値の 1.5 %)(20.01～35 m/s)
± 0.5 ℃
±0.5 °C (-20～0 °C)
0.01 m/s
0.1 ℃-20～+60 °C-5～+50 °C
20 m (障害のない場所)
60 時間
375 mm x 105 mm x 46 mm
100 mm精度(22 °C、±1 Digit)

分解能
保管温度
使用温度
Bluetooth©通信範囲
バッテリ寿命
外形寸法
ベーン直径
規則、規格、検査EC 規則：2014/30/EU

Bluetooth®対応 高精度温湿度プローブ (0636 9771)
特性値

測定範囲

-20～+70 °C
0～100 %RH
±0.3 °C (15～30 °C) ±0.5 °C (その他の測定範囲)±(0.6 %RH + 計測値の 0.7 %)(0～90 %RH)±(1.0 %RH + 計測値の 0.7 %)(90～100 %RH)
その他の不確実要因：- ヒステリシス：±0.4 %RH- 長期安定性：±1 %RH/年
0.01 ℃
0.01 %RH
type(k=1) ±0.03 %RH / K-20～+60 °C-5～+50 °C
20 m (障害のない場所)
140 時間精度(22 °C、±1 Digit)
精度(25 °C、±1 Digit)

分解能
温度係数
保管温度
使用温度
Bluetooth®通信範囲
バッテリ寿命23

6 テクニカルデータ

特性値外形寸法
プローブヘッド長さ
プローブヘッド直径
規則、規格、検査295 mm x 50 mm x 40 mm
140 mmØ 12 mm
EC 規則：2014/30/EU

Bluetooth®対応 温湿度プローブ (0636 9731)
特性値

測定範囲

-20～+70 ℃
0～100 %RH
± 0.5 °C

温度の精度
(22 °C、±1 Digit)
湿度精度(25 °C、±1 Digit)
分解能
温度係数
保管温度
使用温度
Bluetooth®通信範囲
バッテリ寿命
外形寸法
プローブヘッド直径
規則、規格、検査

24±2 %RH (5～90 %RH)
その他の不確実要因：- 長期安定性：±1 %RH/年
0.1 ℃
0.1 %RH
type(k=1) ±0.03 %RH / K-20 °C～+60 °C-5 °C～+50℃
20 m (障害のない場所)
140 時間
295 mm x 50 mm x 40 mm
12 mmEC 規則：2014/30/EU

6 テクニカルデータ
Bluetooth®対応 CO2 プローブ (温湿度センサ搭載) (0632 1551)
特性値

測定範囲

0～+50 °C
5～95 %RH
0～10 000 ppm CO2700～1100 hPa± 0.5 °C±(50 ppm + 計測値の 3 %)(0～5000 ppm)±(100 ppm + 計測値の 5 %)5001～10000 ppm)
±3 hPa±3.0 %RH (10 %RH～35 %RH)
±2.0 %RH (35 %RH～65 %RH)
±3.0 %RH (65 %RH～90 %RH)
±5 %RH (その他の範囲)
その他の不確実要因：- ヒステリシス：±1 %RH- 長期安定性：±1 %RH/年
0.1 ℃
0.1 %RH
1 ppm
0.1 hPatype(k=1) 0.06 %RH/K (0～+50 °C)±(2 ppm + 計測値の 0.4 %) / K-20 °C～+60 °C-5 °C～+50℃
20 m (障害のない場所)
21.5 時間
290 mm x 50 mm x 40 mm
21 mm

精度
(22 °C、±1 Digit)

精度(25 °C、±1 Digit)

分解能

温度係数
保管温度
使用温度
Bluetooth®通信範囲
バッテリ寿命
外形寸法
プローブヘッド直径
規則、規格、検査EC 規則：2014/30/EU

Bluetooth®対応 CO プローブ (0632 1271)
特性値

測定範囲
精度
(22 °C、±1 Digit)

0～500 ppm
±3 ppm (0～30 ppm)
±10 % (計測値比)(30.1～500 ppm)
25

7 アクセサリとスペアパーツ

特性値

分解能
保管温度
使用温度
Bluetooth© 通信範囲
バッテリ寿命
外形寸法
プローブヘッド直径
規則、規格、検査

0.1 ppm-20～+50 °C / 推奨値：-10～+30 °C-5～+50 °C
20 m (障害のない場所)
70 時間
195 mm x 50 mm x 40 mm
30 mm
EC 規則：2014/30/EU

7 アクセサリとスペアパーツ
説明

製品番号0635 1570
熱線式プローブヘッド (温湿度センサ搭載)
0635 9570
16 mm ベーン式プローブヘッド (温度センサ搭載)
高精度 100 mm ベーン式プローブヘッド (温度センサ搭 0635 9370
載)
0635 9430
100 mm ベーン式プローブヘッド
0636 9770
高精度温湿度プローブヘッド
0636 9730
温湿度プローブヘッド
0632 1550
CO2 プローブヘッド (温湿度センサ搭載)
0632 1270
CO プローブヘッド
0554 1111
testo 440 プローブヘッド接続用 Bluetooth®ハンドル
0554 2160
testo 440 風速計接続用ハンドルアダプター
0554 1590
快適性測定用スタンド (規格に準じたプローブ位置指定、収納袋付属)0554 0960
90°アングル付き testo 440 風速計用伸縮式ロッド(0554 0960)
testo 440 風速計用伸縮式ロッド延長具 (長さ 0.40～0.85 0554 0990m)
testo 440 ベーン式プローブ (Ø 100 mm) 用 90°アング 0554 0991
ル0516 4401
testo 440 (およびその他プローブ) 用コンビケース

26

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 279822 Titisee-Neustadt
Germany
Telefon: +49 7653 681-0E-Mail: info@testo.deInternet: www.testo.com

0971 0447 ja 05 – 06.2024