Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

フロート式液面レベルセンサ：
アナログ（電流、電圧）出力

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

XM/XT-800シリーズ - 小型・金属製

軸全長

3，657mm最大 ステンレス・スチール、又は真鍮製
 最小検出単位：6.35mm
 軸全長（取付部内側面〜下端 = L0）：3,657mm最大 産業用OEM設計に柔軟に対応
XM-800シリーズは長期間の使用に耐えるステンレス・スチール製、又は真鍮製のコンパクトなアナログ出力レベルセンサです。Gems Sensors製のDigital Meter
Receiver StationやLevel Cube（別途お問合せください）と接続して使用可能です。
またXT-800シリーズはGems Sensors製のDigital Bargraph Receiverやその他の表示器、及び制御装置と組み合わせで様々な出力選択が付加され、多目的にご使用頂くことが可能です。

LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

認証
XM-800とXT-800シリーズ・レベルセンサは次の商用認証を受けています。
FM認証、防爆（Gems Sensors製ターミナルボックスとステンレス・スチール・フロートが必要）
UL承認
XM-800シリーズ・センサのみの商用認証：
CSA認証

1. 取付部のタイプ

タイプ 11/2˝ NPT

タイプ101˝ NPT

2-1/2˝(63.5mm)

1/4˝(6.4)

1-5/16˝HEX

タイプ 43˝ 150# フランジ

タイプ62-1/2˝ サニタリ用フランジ

1-1/4˝(31.8 mm)SQ.
1/2˝ NPT

2-3/4˝2-1/2˝(63.5 mm) (69.8 mm)

2-1/4˝(57.2 mm)

2-1/2˝
サニタリ用
フランジ

1-1/2˝(38.1 mm)

1˝ NPT 1-1/4˝NPT

材質：軸真鍮､又は316ステンレス•スチール

材質：取付部

真鍮､又は316ステンレス•スチール

材質：フロート固定部

タイプ 32˝ NPT
1/2˝ NPT

1˝ SQ.
1/2˝ NPT (25.4 mm)

3/4˝ 平面部(19.0 mm)

1-1/4˝(31.8 mm)

タイプ2
1-1/4˝ NPT

316ステンレス•スチール
炭素鋼､又は316ステンレス•スチール

316ステンレス•スチール

真鍮製品：ベリリウム銅グリップ•リング､ステンレス•スチール製品：S.S.ARMCO PH-15-7MOグリップ•リング

使用温度範囲*ターミナルボックス、又はXM信号処理モジュール付属取付部固定の信号処理モジュール
使用圧力

油：-40℃〜110℃､ 水：〜82.2℃ -- ブナNフロート-40℃〜110℃ -- ステンレス•スチール•フロート-15℃ 〜 70℃
フロートの種類により制限：次のページ参照
1,828mmチューブ式：3,657mmパイプ式(タイプ3､4のみ)

最大軸全長* 高温対応品をご要望の場合は弊社までお問合せください。

C-1

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_XM-XT-800_20210324

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

FLOAT TYPE
2. フロートの種類

タンクに必要な全長から以下の2種類に大別されるフロートより選択します。
使用される環境から材質と機械的特性を基準にさらに詳細を決定します。

材質：フロート

ブナN

ステンレス・スチール
1-7/8˝(47.6 mm)
DIA. TYP.

1-1/4˝(31.8mm)
DIA.
TYP.
1-5/16˝
1-5/16˝(33.3 mm) (33.3mm)

寸法：フロート

1-13/16˝(46.0 mm)
TYP.

TYP.

5/16˝(8 mm)

ブナN

2-1/16˝( 52.4 mm)
DIA. TYP.

1.63˝(40.9mm)
DIA.
TYP.

2-3/4˝(69.8 mm)
TYP.

1.40˝(35.6mm)

5/16˝(7.9mm)

1-1/16˝
DIA.
(27 mm)

軸全長：1829～3657mm

5/16˝(7.9mm)

ステンレス・スチール
2.04˝ (51.7mm)
DIA. TYP.

1.86˝(47.2mm)
DIA. TYP.

2.68˝(68mm)

1.81˝(46mm)

1/2˝(12.7mm)

5/16˝ (8 mm)

1/2˝(12.7mm)

適合取付部

1, 2, 3, 4, 6, 10

1, 2, 3, 4, 6

1, 3, 4

1, 3, 4, 6

1, 3, 4

3, 4

3, 4

部品番号

25364416425543359

156490

43590

69654

52084

液体の比重：最小必要値

0.55

0.70

0.75

0.55

0.75

使用最大圧1MPa

0.6MPa2.1MPa1MPa

2.1MPa

水：82°
C
油：110°
C110°
C*

12

水：82°
C
油：110°
C

最高使用温度110°C*LEVEL SENSORS – CONTINUOUS

軸全長：1828mm

注：1. 室温での数値
2. タイプ2の取付部のみ推奨* 高温対応品をご要望の場合は弊社までお問合せください。

3. 寸法の決定方法
典型的な組合せ

4-9/16˝(115.9mm)

2˝ NPTC
最上表示点表示（mm）

フロートファクタ - X

B: 軸全長 ＝ 表示（mm）＋Ｃ＋Ｘ（右表参照）
C: 取付部内側面からフロート停止位置までの長さ（ユーザ指定）• 最小6.4mm• タイプ1、XTシリーズの組合せのみ最小31.8 mm

ターミナルボックスB

フロート
部品番号

X25364454.0 (2.125˝)

軸全長の計算表示長（mm）が分かっているときに軸全長を求める場合• 表示長（mm）+ C** + X = 軸全長
軸全長が分かっているときに最大表示長（mm）を求める場合• 全長 - C** - X =最大表示長（mm）

16425550.8 (2.0˝ )** Cの寸法：ユーザ指定

最下
表示点

43359

63.5 (2.5˝ )15649052.4 (2.062˝)

43590

87.3 (3.437˝ )69654

68.3 (2.687˝ )52084

92.1 (3.625˝ )単位：mm (インチ)4. 入力/出力

XM-800シリーズは特別な出力指定は不要です。XT-800シリーズはご希望の信号出力形態を部品番号でご指定ください。
Gem Sensorsの信号処理モジュールについての詳細は別途お問合せください。
シリーズ

電源電圧

出力信号

部品番号

電気的接続

XM-80010 〜 30 VDC

電源電圧に比例̶

リード線(3本)､
22 AWG､609mm､PTFEジャケット※

8 〜 24 VDC

0 〜 5 VDC

51965

※

14 〜 30 VDC

0 〜 12 VDC

51970

8 〜 24 VDC※

0 〜 5 VDC

52536

15 〜 30 VDC

0 〜 12 VDC

52537

4 〜 20 mA

52555

4 〜 20 mA

112300

差込口付きパネル・マウント

239896リード線(2本)､22 AWG､609mm､PTFEジャケットt

XT-800※10 〜 40 VDC
7 〜 24 VDC※※

4 〜 20 mA

リード線､22 AWG､609mm､PTFEジャケット

適合取付部
タイプ1

タイプ2､3､4､6､10••
••
••••
••
•

ターミナルボックス••

軸に取り付けフォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_XM-XT-800_20210324

C-2

FLOAT TYPE TRANSMITTERS – SMALL, ALLOYS

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです プロダクト・チェックリスト□見積依頼

お名前 __________________________________________
御社名 __________________________________________□注文 注文書番号__________________________

お問合せください！ 必要数量__________________

必要な情報をこのフォームへ記入してください

郵便番号 ________________________________________
住所 ____________________________________________
電話番号 ( _____ ) ________________________________
ファックス ( _____ ) ________________________________

フロート式液面レベルセンサ － XM/XT-800シリーズ
使用環境条件4. 比重：最低 ____________________

Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。
OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せください。

5. 粘度： ____________________ SSU
6. タンク材質：___________________________________________

1. 使用液体：___________________________________________

タンク深さ：___________________________________________

2. 使用圧：最小 _______________MPa 最大 _____________MPa

7. ユニット設置位置： □タンク上 □タンク底

3. 温度：最低 _________________ ℃ 最高 ______________ ℃

8. 防湿対応： □必要 □不要

1. シリーズ:

2. 取付部のタイプ:

 XM/XT-800（最小検出単位：6.35mmピッチ）□タイプ1（1/2" NPT）□タイプ10（1" NPT）
□タイプ2（1-1/4" NPT）□タイプ3（2" NPT）
□タイプ4（3" 150#フランジ）□タイプ6（2-1/2"サニタリ用フランジ）

3. 材質:

a. シャフト:□ 真鍮1□ 316ステンレス・スチール
b. 取付部:□ 真鍮1□ 316ステンレス・スチール□ 炭素鋼（タイプ4フランジのみ）
c. カラーフロートストップ2:□ 真鍮□ 316ステンレス・スチール

4. フロートタイプ1:

センサの軸全長に合わせてください。
軸全長：1828mm以下
軸全長：1829〜3657mm
 253644 – ブナ N
 164255 – ブナ N2
 43359 – ブナ N
 156490 – ステンレス・スチール
 43590 – ステンレス・スチール

注：
1. タイプ1、タイプ2、及びタイプ3のみ
2. 標準のフロート・ストップの材質は以下となります。
-PH 15-7 Mo：ステンレス・スチール製ユニット用-ベリリウム銅：真鍮製ユニット用 -真鍮：真鍮製ユニット用-ステンレス・スチール：ステンレス・スチール製ユニット用

6. 入力／出力:

軸全長（記入は1行のみ）:+"C"寸法
フロート・ファクタX+=±1.8 mm (1/16”)
mm(インチ)

43359++

63.5 (2.5)=43590++87.3 (3.437)

=

52084

++92.1 (3.625)=

表示長 69654 – ブナ N
 52084 – ステンレス・スチール

注：
1. ステンレス・スチール製フロート・ストップはFM認証・防爆仕様ユニットに必要。
2. タイプ2の取付部に推奨。

5. 寸法:

選択フロート

最大 ________________

69654++68.3 (2.687)=

156490++52.4 (2.062)=

164255++50.8 (2.0)=

253644++54.0 (2.125)

=

軸全長

注：
1. 表示長：12.7mmごとに増加。
2. C寸法最小値：6.35mm（軸全長1828mm以上：12.7mm）

a. 24 VDC電源タイプはオプションです。
□115 VAC入力 □230 VAC入力
b. 出力信号（XT-800シリーズのみ）
出力はカッコ内。
□ 51965（0〜5 VDC - 軸）
□ 51970（0〜12 VDC - 軸）
□ 52536（0〜5 VDC - ターミナルボックス）□ 52537（0〜12 VDC - ターミナルボックス）□ 52555（4〜20 mA - ターミナルボックス）□ 120650（0〜5 VDC - パネル・マウント）□ 149600（0〜10 VDC - パネル・マウント）□ 112300（4〜20 mA - パネル・マウント）□ 239896（4〜20 mA - 軸）

7. オプション:□防爆仕様接続箱* □NEMA 4ターミナルボックス*FM認証・防爆仕様ユニットに必要。

このフォームにない設定や特殊なご要望については弊社にお問合せください。

C-3

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/ お問合せ 0120‐083‐081

BU24_C_XM-XT-800_20210324