コンベヤスケール コントローラ

CFC-2000

演算器と調節計をコンパクトに集約した多機能コントローラ

グローバル対応(日・英・中［簡/繁］・韓）自己診断機能グラフ機能
高精度＆高機能RoHS

タッチパネル付きカラー液晶採用･マルチ言
CFC-2000は、コンベヤスケールやコンスタントフィードウェア用指示計として必要な4つの機能を1台に集約した多機能型コントローラです。従来モデルの高機能、高精度・高分解能を継承すると共に、タッチパネル付きカラー液晶画面を採用し、一段と見やすく操作しやすくなりました。
また、あらたにマルチ言語対応、多彩なグラフ表示、充実した自己診断機能を搭載し、安全・安心な計量を実現するハイエンドモデルへと進化しました。

123456789101112❶タブ表示

輸送量設定や警報・計量状態の詳細、グラフ画面に切り替えます。

❷状態表示

運転中、リモート中、調整中、自動運転
中等の計量状態を示します。

❸警報状態表示

輸送量・負荷率・速度・偏差・設定値の警報状態を表示します。

❹偏差レベルメータ

偏差量が表示されます。

1314❺輸送量（PV）

ベルト上の流量（最大5桁）を示します。

❻輸送量設定（SV）

設定流量（最大5桁）を示します。

❼負荷率

ベルト上の負荷量（最大3桁）を示します。

❽積算値

計量した積算値（最大12桁）を示します。

❾制御出力（MV）

モータに対する出力量を示します。

ベルト速度

現在のベルト速度を示します。

メニューボタン

メニュー画面に切り替えます。押し続けることでキーロックできます。

計量モード切替ボタン

調整モードに切り替えます。

リモート運転切替ボタン

リモート運転に切り替えます。

自動運転切替ボタン

自動運転に切り替えます。

言語対応のコンベヤスケールコントローラ
POINT·1

先進のグローバル対応機能①マルチ言語対応

新機能

日本語以外に英語、韓国語（ハングル文字）、中国語（簡体字、繁体字）の表示が可能です。

＜日本語＞

＜英語＞

＜韓国語＞

②豊富なフィールドネットワーク対応＜中国語 簡体字＞③マニュアルレス

日本・米国・欧州・アジアで使 用されているFAネット
ワーク（CC-Link、DeviceNet、ProﬁBus）に対応しています。
（オプション）＜中国語 繁体字＞

新機能

設定値やエラーの内容を表示するヘルプ機能を搭載しています。
設 定されている言語で表示しますので、海外でもマニュアルレスで操作が可能です。

④CEマーキング、RoHS対応
RoHS

POINT·2＜内部設定 ヘルプ＞

多彩なグラフ表示機能①測定値を常にグラフで表示しています。 新機能
過去5分間の輸送量設定（SV）・輸送量（PV）・制御出力（MV）・速度・負荷率を、グラフで確認できます。

②リアルタイムグラフ表示機能 新機能
最大10要素、20,000サンプル、最小10ms間隔で、グラフに計量値を表示できます。
制御特性の解析や過去の計量状態の確認に利用できます。

③零点メモリ量グラフ表示機能

新機能

零点調整ごとの零点の推移をグラフで表示できますので、ロードセルの異常や付着による零点の変化を監視できます。
＜リアルタイムグラフ表示＞

POINT·3

安全・安心な計量を実現する豊富な自己診断機能①ロードセル回路の自己診断機能
A/D変換周辺回路はもとより、励磁電圧・ロードセルの配線等のチェック機能が内蔵されており、運転中の故障等をいち早く検知することができます。コンスタントフィーダとして動作中にロードセルの異常を検知すると、過去の実績を基準としたボリューム運転に切り替えることができます。

②設定ミス防止機能
調整後に最終の設定値を保存することにより、その設定値と現在の設定値を比較して相違点を表示します。調整後の最適な設定値をうっかり変更してしまった場合に、変更点だけを把握することができ、元の設定値に戻すことも容易になります。

③IOモニタ

強制出力機能全ての信号で入出力状態を確認できます。出力信号に関してはモードを切り替えることで、強制的に信号出力できます。据付時
配線チェックが簡単にできます。

④点検時期通知機能 新機能
通電時間や運転時間から消耗部品の点検時期を通知しますので、故障を未然に防ぐことができます。消耗部品は、最大10件の登録が可能です。
＜保守リスト＞

POINT·4＜保守時間＞

高精度かつ高機能を実現した
ハイエンドモデル①高速・高精度なA/D変換回路を搭載
A/D変換速度100回/秒、零点ドリフトMax. 0.1μV/℃、分解能は400,000カウント/ 30mVです。高性能なデジタルフィルタを搭載しており、安定した計測・制御が可能です。

②IP65相当の防塵・防滴対応

新機能

ケース前面はIP65相当の防塵・防滴対応に対応していますので、清掃時に水がかかっても大丈夫です。
※盤面に取り付けるときは、取り付け金具を規定の締め付けトルクで固定して下さい。

③履歴機能搭載
最新の運転履歴を100件記憶していますので、トラブル時の追跡調査が可能です。

④USBメモリ対応
USBメモリを接続することで、内部設定や運転履歴のバックアップやリストアができます。

⑤ネットワーク機能搭載

新機能

W e b ページから設 定 値 や 運 転 履 歴 の 確 認 、保 守 情 報 の入 力 が できます。
また、エラー情報をメールで送信できます。
＜運転履歴＞

1台 4 役

広範囲の制御から角度補正まで、1台でコンベヤ計量に必要な機能を全てカバー｡
切替えはキー操作だけでOKです｡

A 演算機能C 演算調節機能

原料の受入れ、払出し、ヤード管理などに幅広く活躍するコ

粉粒体原料の定量供給や各種原料配合など、制御設定が必要

ンベヤスケールの、基本演算機能です。ベルトコンベヤ上をなコンスタントフィードウェアのための演算調節機能です。

通過する被計量物の重量に比例したアナログ信号と、コンベデジタル表示された輸送量設定（kg/hまたはt/h）を測定値ヤ速度に比例したパルス信号を受け、瞬間輸送量（t/h）と積算と比較し、その偏差量をPI調節後に操作端へ制御信号として重量（t）をデジタル表示します。同時に負荷率およびコンベヤ出力します。設定は、単独輸送量、比率、水分の3要素が可速度の表示も可能です。コンベヤ速度入力がなくても、内部能です。また、コンベヤ速度要素のみでのボリューム制御やのパルス発生器を利用して、重量値のアナログ信号入力だけ一般調節計としても利用できます。

で計量することもできます。

ロードセル

ロードセル

速度検出器
速度検出器

インバータ

可変速モータB リクレーマ式演算機能

D 2段階能力切替式演算調節機能

スタッカやリクレーマなどのブーム角度が変化する場合の、多品種少量生産に向かう近年、原料配合に使用するコンスタン

角度補正機能です。ブーム角度が移動するとコンベヤスケー

トフィードウェアは幅広い制御性を要求されています。通常のコルの零およびスパンが変化します。この変化量は無視できな

ンスタントフィードウェアの能力比10：1以内に対し、ACサーボい（10％以上にもおよぶ）大きな値であり、正確な計量を行うモータ、DCモータなどの広範囲変速モータと組み合わせることには角度に応じた補正が必要です。ブーム部分に角度検出器により、50：1までの対応を可能としました。大能力、小能力の2段を取り付けて移動角度を検出し、角度に合わせた零およびス階に分離して内部演算分解能をアップし、広範囲にわたる最適パン値の変化を自動演算補正します。

制御を実現しています。
ロードセル

ロードセル

角度検出器

速度検出器

H/L

速度検出器

H/L切替スイッチ
2段切替

ACサーボモータ
DCモータ

モータコントローラ

■仕様

型式

CFC-2000

使用温度/湿度－10～50℃/45～85%RH以下

パネルカット寸法

92(W)×138(H)

外形寸法

128(W)×157(H)×185(D)重量

電源結露なき事

バックライト寿命

70,000時間 ＊1

対応言語
冷却方式

パネル取り付け後のケース前面部：IP65

データ記憶方法

結露なき事

タッチパネル付き 5.7インチ TFTカラー液晶

640×480ドット

日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語（ハングル文字）ファンによる空冷

内部温度による自動起動

内部設定・印字設定は、EEPROMに記憶。積算計・零メモリ・単独等の設定値・運転履歴・グラフデータは、バッテリでバックアップされた RAMに記憶。
（保持期間：5年以上 ＊1）

DC 0～30mV 励磁DC10V 200mA 6個迄接続可
アナログロードセル 零点変動 Max. ±0.10μV/℃ Typ. ±0.02μV/℃
スパン変動 Max. ±5ppm/℃ Typ. ±2ppm/℃
速度パルス入力周波数 40～400Hz

アナログ設定入力

DC4～20mA

パルス列入力Max. 200Hz

パルス幅 1ms以上

デジタルロードセル 大和製デジタルロードセル

速度検出器用電源 DC6V20mA

又は DC15V

最大4個迄接続可150mA

1点（アイソレート）水分設定、単独設定、比率設定、角度設定のいずれかの設定に使用

1点 単独設定、比率設定、水分設定のいずれかの設定に使用

8点 入力電圧 12V 入力電流 約1.1mA スレッショルド電圧 約7V
信号名：運転停止、外部選択、Ｚ運転切替、Ｓ運転切替、調整開始、補正指令、検錘搭載、低速指令、状態制御、積算値リセット、検錘零位置、偏差リセット、設定値ホールド、自動運転指令、制御出力ホールド、キー操作禁止、プリセットカウンタリセット 等

制御入力
アナログ出力2点（アイソレート）
DC4～20mA（負荷抵抗500Ω以下）内１点は切り替えて DC0～10V（負荷抵抗１kΩ以上）
で出力可能
輸送量、負荷率、制御出力のいずれかに使用。精度 1/1000 分解能 1/2000

パルス出力

低速（積算）
パルス
高速（正負）
パルス

制御出力

リレー出力 4点 接点容量 AC 250V 1A DC 30V 1A、 オープンコレクタ出力 16点
接点容量 Max. DC 30V 100mA 以下の信号より選択
負荷率上限、負荷率下限、負荷率上下限、輸送量上限、輸送量下限、輸送量上下限、速度上限、速度下限、速度上下限、偏差上下限１、偏差上下限２、設定値上限、設定値下限、設定値
上下限、警報、システムレディ、計量中、Ｗ運転中、調整運転中、校正中、検錘搭載、自動運転中、補正完了、外部選択中、ＣＰＵ正常動作中、低速運転中、プリセットカウンタアップ 等

パルス幅 10～1000ms
パルス幅 4～1000ms

シリアル通信機能

通信機能

USBポートD/A リレー出力基板
EV567F

Cc-Link通信基板
EV569Fオプション

フォトモスリレー
オープンコレクタ

Max. AC264V DC125V 0.1A 10Hz以下
Max. DC30V 100mA 125Hz以下 F/Iパルスに変更可能

RS232C ２ポート、RS232C/RS422切替 １ポート
① PLCとの通信機能（三菱シーケンサ計算機リンクユニット（MCプロトコル４）、オムロンPLC上位リンクユニット）② プリンタへの印字（毎回印字・合計印字・中間合計印字・状態印字・内部設定・運転ログ印字
ナダ電子MPシリーズ）③ CFC100互換通信（大和製 外部表示器への重量出力・Enqコマンドによる応答）④ 大和独自通信（データにつけられた識別子による通信）
フルサイズUSB2.0 ホストポート 1ポート マスストレージクラス USBメモリのみ接続可
内部パラメータのバックアップ・リストア、設定・運転ログの自動バックアップ

FAT32・FAT16 ロングファイルネーム対応

4～20mA、0～10Vのいずれかから選択 負荷抵抗：電圧出力 1kΩ以上 電流出力 500Ω以下 アイソレート付き
Ｃ接点 2点 Ａ接点 4点（共通コモン）
AC 250V 1A DC 30V 1A
局種 リモートデバイス局

占有局数 4局

1つのマスタユニットに最大16台接続可能

対応バージョン Ver1.10

DeviceNet通信基板
EV1059F

最大接続台数 63台
通信用電源 外部より24Vを供給（50mA/台） 通信時間 16台接続時、約30ms
IOメッセージ長 入力4ワード 出力4ワード

Proﬁbus通信基板

対応バージョン PROFIBUS-DPV0 まで対応。
（DPV1，DPV2 の機能はありません。）
IOメッセージ長 入力16ワード（32バイト）、出力16ワード（32バイト）

EV1060F

イーサネット通信基板
EV1080

ネットワーク 10 Base-T and 100 Base-TX Link コネクタ RJ45 Webサーバ機能： 内部・印字設定の参照 保守情報文字列の入力
メール送信機能： 異常発生時、生産情報・内部設定・運転ログ・保守情報を含めたメール送信機能 送信メールを5人まで登録

電流変換基板

4～20mAの電流信号を、5～25mVの電圧信号に変換します。

EV459

コネクタ付き専用ケーブル＊1－20～60℃/85%RH以下

表示素子

約2㎏

保護等級

AC85～264V 50/60Hz 20VA
（標準） 47VA（最大）

保存温度/湿度

アナログロードセル用

デジタルロードセル用

パラレル入出力用

EJ750-60（2m）、EJ750-70（5m）

ER968-30（3m）、 ER968-50（5m）

シリアル入出力用

ER1010AG0002（5m）

ER969-50（5m）

製品の保証期間は1年間となっております。
これらの期間、製品を保証するものではありません。

製作中止製品のご案内■外形寸法図弊社の下記製品は既に販売を終了し、修理期限も終了しております。下記製品をご使用のお客様は、後継機種への交換を推奨
CFC-2000

157

いたします。詳しくは、弊社営業までお問い合わせください。
項

166
185

36

138 0＋0.5

128

92 0＋0.5

パネルカット寸法〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号
朝日生命名古屋栄ビル5階〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号
ショー・エム都賀1階〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号
ベルヴィ六本松6階

営業時間外緊急技術相談窓口

URL : www.yamato-scale.co.jp

型番

製作中止

最終修理期間演算調節計

CFC-100

1999年 7 月

2007年 7 月

演算調節計

CFC-200

2008年 7 月

2016年 7 月

演算調節計

CFC-2012015年11月

2023年11月

デジタル指示計EDI-800/910

2008年 7 月

2016年 7 月

デジタル指示計EDI-801/911

2013年12月

2021年12月

ロードセル変換器

EE241

ロードセル変換器

EM682

1999年11月

2007年11月※商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

信頼・技術・創造

本社営業
東日本支店
中日本支店
北関東オフィス
千葉営業所
九州営業所

目

TEL.078-918-5555
TEL.03-5776-3121
TEL.052-238-5730
TEL.049-215-3122
TEL.043-214-3920
TEL.092-577-1591

TEL.078-918-6168

CAT.NO.A0250JA02B00 23030500 Ry