I 9 9 3年08月3 1日
No. D9386-001
Ver. 1.2

取扱説明書

品名型式

周期演算方式タコメ ー タ

E609N-15T

フォーティブICGジャパン株式会社
技 術'94.04.28

E609N-15T

取扱説明• 本製品は以下の仕様で製造されています 。
§1. 仕様、 定格
1. 定格電圧

AC100/200V 50/60Hz

2. 許容電圧範囲

定格電圧の90"-'120%

3. 消費電力

約5.7VA(AC120V 50Hz)

4. 表示

表示方法

5. 計数方式

周期測定演算方式

6. 計測入力

端子記号
INl:11番端子
入カスピ ー ド

数字表示
赤色7セグメントLED
文字サイズ 8 H X 4 w mm
0"-'99999 5桁表示
表示範囲
ゼロサプレス表示 小数点可表示＊演算結果を設定した小数点に合わせて表示＊オ ー バ ー フロ 一 時、 全桁9を点滅表示（小数点含む）10 Kc p s Max.
(ON タイムパルス幅0.05ms Min.)

人力信号論理
正論理：入力信号の "L" → "H" で計測
人力信号レベル"L" : DC0"-'2V"H" : DC5"-'30V

人力抵抗
4. 7KQ

7. 設定禁止入力（キープロテクト）

端子記号

KPT:12 番端子

入カパルス幅30ms Min.

動作内容

"L" : 前面キ ー によリモ ー ド1,....., 5が設定可能"H" : 設定禁止
入力信号レベル"L" : DC0"--2V"H" : DC5,..,,,30V

人力抵抗
4. 7KQ

2/15

8. 演算式

表示＝1

入カパルス幅（秒） XPSC-1

9. スケ ー リング

XPSC-2XPSC-3

設定可能範囲PSC-1:1,...,_,9999
PSC-2:0. 0 l"-'99. 9 9
PSC-3: I or 60
テスト•初期化後の設定値
PSC-1:1PSC-2:1.00
PSC-3:60

1 0. オ ー トゼロ時間

設定範囲
1秒""'9秒まで1秒単位で可テスト•初期化後の設定値
l秒

1 1 • メモリ ー

記憶方式：不揮発性素子 (NV-RAM) によるメモリ
記憶時間：約 10 年

1 2. 外部供給電源

DC12V土10% 5 0mA
リップル率5% Max.

13. 使用周囲温度― 10,--..,+50 ℃ （ただし、 氷結しないこと）

1 4. 使用周囲湿度

35,...,g 5%RH (ただし、 結露しないこと）

15. 保存周囲温度

ー25"'-'+85℃

3/15

§2. 各部の名称と機能
1 . 前面部

l!J!Jililu
LED表示

一スイッチカ ノ< ―スイッチカバーは取り外し可能

'''''
DDDD
M

LED表示
設定キ ー

設定キ ー

ユ. ..!.. SET

現在の測定演算結果、 及び各モ ー ドの設定を表示
モ ー ド1 "" 5の設定及び確認キ ー― ―2. 端子部（接続例）

シ ー ケンサ等

しED表示

SW

エンコ ー ダ等

GND

IN!

KPTNC• 12VDC

rAC POWER-,
CONl OOV 200V

NC

NC

AC COM
AC lOOVAC 200V---------↓--4 I 5
NC: No Connection

4/J 5

§3. 本製品の基本動作
1 . 電源投入• 本製品に電源を投人すると、 はじめに全LEDが約2秒間点灯します。 この間に、 本製品は前回の設定を内蔵のメモリ ー から読みだします。 電源を投人してから2秒が過ぎるとLED表示は.. 0"を表示し、 計数入力の受け付けを開始します。
（小数点を設定している場合は、 "O. O" "' "O. 0 0 0 O"の様に表示します。）
2. 設定キ ー·計数入力の受け付け開始と同時に、 設定キ ー の受け付けも開始します。 設定キ ーの名称と機能は「§4. キ ー スイッチ機能」をご覧下さい。
3. 計数入力 (IN 1)· "INl" に信号パルスを入力すると、 設定されたプリスケ ール値で演算し、 表示します。 小数点が設定されていれば演算結果を小数点の位に合わせて表示します。 設定項目に関しては、 「§5. 設定値人カモ ー ド内容」をご覧下さい。
· 計数表示は小数点の位置に関係なく "99999" まで行なわれますが、 それ以上の速いパルスを人力すると全桁が "99999" の表示をしたまま 2Hz でフラッシングを始めます。 人カパルスのスピ ー ドが表示可能な範囲まで落ちると表示はフラッシングを停止し、 計数表示を再開します。
・表示は通常 l 秒毎に更新します。 但し、 入力速度が表示の土 10% 以上急速に変化した時は1秒以下で追従します。
• 入カパルスを停止すると周期予測演算を開始します。 周期予測演算とは人力されていたパルスが急に途絶えたリパルス間隔が長くなった時に、 表示の追従性を改善するために行なうものです。 周期予測演算が開始されると人力が途絶えた時からの経過時間を周期に換算して演算し、 その結果を次々に表示します。 但し、 人力が途絶えてからオ ー トゼロ時間で設定した時間が経過すると、 その時点で周期予測演算を打ち切り、 表示を "0" (ゼロ）にします。
・周期予測演算中に計数人力が再開された場合はその時点で計測を開始し、 直ちにその結果を表示します。

4, 設定禁止入力(KPT)· "KPT"を "H" レベルにすると、 前面キ ー スイッチの〔ディジット）キ ー と（インクリメント）キ ーの人力が受け付けられなくなります。
· "KPT"を "L" レベルにすると、 受け付けを再開します。
5. 電源切断•電源を切断すると表示を全て消灯し、 入力の受け付けを終了します。 設定値入力
モ ー ド中に切断された場合、 （セット〕キ ーが押されて確定したモ ー ドは設定内容はメモリ ーに記憶されます。 それ以降のモ ー ドは前回の設定内容がそのまま保持されています。 再び電源が投入されると設定値人カモ ー ドは解除され、 " 1 . 電源投”
入 の項目の動作をします。
5/l 5§4. キ ースイッチ機能
I. キ ー スイッチ名称

M :〔モ ー ド〕キ ー� ：〔ディジット〕キ一ー▲ : 〔インクリメント〕キ一ー

SET : 〔セット〕キ ー

2. 機能（モ ー ド）キ ー
人カパルス幅に対して演算を行なわせるための各設定値を呼び出し、変更・確認し、 その後再び計測モ ー ドに戻り計測値を表示させる際に用います。
計測モ ー ド中にこのキ ー を押すと設定値入カモ ー ドになり、 設定値の人力・変更、 又は確認が可能になります。
設定値入カモ ー ド中にこのキ ー を押すと計測モ ー ドヘと強制的に戻ることができます。
外部入力にてキ ー プロテクトされている場合でも、 このキ ー人力は受け付けられます。
尚、 （モ ー ド〕キ ー 以外のキ ー は計測モ ー ド中は受け付けません。
（ディジット）キ ー
計測モ ー ドから〔モ ー ド）キ ー が押されて設定値入カモ ー ドになっているときにのみ有効になるキ ーで、 プリスケ ー ル値、 及びLED表示の小数点位置の入カ・変更をする際に［インクリメント）キ ー によって歩進させる桁の指定に用います。
このキ ー を押すごとに1桁ずつ下位の桁から上位の桁へと指定される桁は移動します。
設定できる最上位の桁が指定されている時に再びこのキ ー を押すと最下位の桁に指定桁は移動します。
指定された桁は約4Hzの周期で点滅を行ないます。
尚、 外部入力にてキ ー プロテクトされている場合は、 このキ ー は受け付けられません。 (KPT端子：Hレベル時）

6/15

（インクリ メント）キ ー
計測モ ー ドから（モ ー ド〕キ ー が押されて設定値入カモ ー ドになっていて、 尚かつ（ディジット）キ ー が押された後いずれかの桁が点滅しているときにのみ有効になるキ ー で、 プリスケ ール値、 及びオ ートゼロ時間の人力・変更をする際に（ディジット）キ ーによって指定された桁の歩進に用います。
このキ ーを押すごとに1カウントづつ歩進を行ないます。,, 9,, まで歩進したときに再びこのキ ーを押すと,, 0,, に戻ります。 このキ ーを0. 5秒以上押し続けると約2Hzの速度で自動的に指定桁の歩進を行ないます。
尚、 （モ ー ド〕キ ー が押されて設定値入カモ ー ドになっているときにのみ、このキ ー入力は受け付けられます。
外部入力にてキ ープロテクトされている場合は、 このキ ーは受け付けられません。 (KPT端子： Hレベル時）（セット〕キ ー
設定値人カモ ー ドでこのキ ー が押されると、 現在の設定値がメモリ ーに書き込まれ自動的に次のステップに進みます。
但し、 モ ー ド5を設定した後に〔セット）キ ーが押されると、 計測モ ー ドに戻ります。
外部入力にてキ ー プロテクトされている場合でも、 このキ 一人力は受け付けられます。
尚、 （モ ー ド）キ ー が押されて設定値人カモ ー ド になっているときにのみこのキ ー人力は受け付けられます。

7/15

§5. 設定値入カモ ー ド内容ー• 設定値入カモ ー ドの入カ・変更 、 又は確認時のキ 操作は下記の通りです 。

モ卜―[PSC-1] ⇔ ［プリスケ ール 1 設定儲 i II
（モー1 」�

n臼ィジット）［ブリスケ ール1設定鎧入力J（モー r 〕
,II

（モーf 〗-と いロ卜し＞〔デイジット）

ド―

モト―

モ

［プリスケ ール2設定饂入力］
（モード）

'I"

（セット）

[PSC-3) ⇔ ［プリスケ ー ル 3 設定信］,.,

三セ 9卜）〔ディジット）［ブ ＇）スケ ール3設定饂入力 i（モ ー flI（セット〕[ d P] ⇔ ［小数点設定位置］（モ ーrJ

ド―

モト―

モ、
●ーーーー
＿＿＿＿＿＿．
．
＿＿． ．
＿．
ー、 ，
＿＿
＿
＿＿
＿
＿
＿＿
＿ 4
、 ，ー
＿＿＿_＿＿・・・
＿＿3
:
、 9ー
―
＿―
＿＿＿.
.
..
...
ヽ 9＿＿；＿＿9・＿ー_＿＿. .
521＇m疇表示］
―
日（モー
「

（セット〕

〔ディジット）［小散点設定位置入力］

（モー.

nI

（セット〕

.....

[ A-0 I⇔ ［オ ー トゼロ時間設定餡］（モード J or Cセッt J..

I〔ディジット〕［オ ー トゼ0時悶姻定饂入力］（モ ー ド〕 or Cセット）※右記の枠内は交互表示""" 'I

11,.,••,,,,,,,,,,

II※設定値入カモ ー ド中の（セット）キ ーの動作は、 以下の通りです。
（セット）キ ー
モ ー ドl→モ ー ド2→モ ー ド3→モ ー ド4→モ ー ド5→計測値表示※（モ ー ド）キ ー を押して設定モ ー ドに入ってから後、 キ ー入力が無い場合は約1 5秒で、 キ ー入力があった場合は押されている全てのキ ー を放した時点より約1 5秒で計測モ ー ドに復帰します 。
※設定値は（セット〕キ ー を押さないかぎり変更されません 。

8/ 15

§6. キ ー スイッチ操作
以下の操作は （モ ー ド）キ ー を計測モ ー ド中より1回押して、 設定値入力
モ ー ドに入った時以降の事項です。
(プリスケ ー ル 1 の数値を設定）

1) モ ー ド 1

・モ ー ド表示と設定値の交互表示。

,sr = oT5T4T3T2Tl⇔

前回設定伯T5T4T3T2Tl

モ ー ド表示

JTZTl⑪ロ

一 � Tl⑪―
同⑬臼⑪",SHT3'2}]

5T・ （ディジット）キ ー を1回押すと、 LED表示は設定値表示のみになり、 前回設定した値を表示します。 この時Tlが約4Hzの周期で点滅を開始します。 点滅している桁のみ（インクリメント）キ ー を受け付け、 このキ ー を押す毎に設定値を歩進していきます。
又、 （ディジット）キ ー を押す毎に点滅している桁は上位の桁に移動していきます。
（インクリメント］キ ー. . → 0→ l→ 2→ ・ ・ → 8→ 9→ 0→ . .
（ディジット）キ ー
T1 → T2 → ・ ・ →T4→ T1→ . .

口�
百F"・設定値に" 0" が人力されて（セット〕キ ーが押されると 、 次のモ ー ドに進まず右記の表示を行ないます。
（ディジット）キ ー の人力でこの動作は解除
され、 再びモ ー ド1のモ ー ド表示と設定値の交互表示に戻ります。
その時の設定値は、 前回の設定値です。
但し、 " Error" 表示中は1 5秒で計測
モ ー ドに復帰する動作はせず、 （デジット）
キ ー を押すまで、 " Error" を表示し続けます。

E”• 設定値の人力終了後に（セット〕キ ー を押すと、 桁の点滅を止めて設定された値をメモ
リ ー に書き込みます。 書き込み が終了するとLED表示は自動的にモ ー ド2の項目を表示します。

9/ l 52) モ ー ド 2(プリスケ ー ル 2 の数値を設定）

・ モ ー ド表示と設定値の交互表示。

FS[=lT5T4T3T2Tl⇔

前回設定伯T5T4HHT3T2Tl

モ ー ド表示・ （ディジット）キ ーを1回押すと、 LED表示は設定値表示のみになり、 前回設定した値を表示します。 この時 T 1 が約 4Hz の周期で点滅を開始します。 点滅している桁のみ（インクリメント）キ ーを受け付け、 このキ ーを押す毎に設定値を歩進していきます。
又、 （ディジット）キ ー を押す毎に点滅している桁は上位の桁に移動していきます。

J��J",,,,J（インクリメント）キ ー. . →0 → 1 → 2 → ・ ・ → 8 → 9 →0 → .
（ディジット〕キ ー
T 1 → T2 → ・ ・ → T4 → T 1 → . .

�Tl­

E

⑪ Tz＿�F ロ巧• 設定値に" 0.00" が人力されて（セット）キ ー が押されると、 次のモ ー ドに進まず右記の表示を行ないます。
（ディジット）キ ー の人力でこの動作は解除
され、 再びモ ー ド2のモ ー ド表示と設定値の交互表示に戻ります。
その時の設定値は、 前回の設定値です。
但し、 " Error" 表示中は 1 5 秒で計測
モ ー ドに復帰する動作はせず、 （ディジット）キ ー を押すまで、 " Error " を表示し続けます。

E• 設定値の入力終了後に（セット）キ ー を押すと、 桁の点滅を止めて設定された値をメモリ ー に書き込みます。 書き込みが終了するとLED表示は自動的にモ ー ド3の項目を表示します。

I 0/15

J（プリスケ ー ル3の数値を設定）

3)モ ー ド3・モ ー ド表示と設定値の交互表示。

2
TT4

3
TーT

伯定TS

几叉
き口＜→T1

4T

TZ

4T

T35T

T4回
前T55T!J5[C>1
モ ー ド表示Tnり">12T（インクリメント）キ ー. . → 60 → l → 6 0 → 1 → .

"� り J
3T（ディジット〕キ ー を 1 回押すと、 LED 表示は設定値表示のみになり、 前回設定した値を表示します。 この時点灯している LED 全てが、 約 4Hz の周期で点滅を開始します。
（インクリメント）キ ー を押す毎に設定値は" 60" と" 1 " を交互に表示します。

J・.

• 設定値の人力終了後に（セット）キ ー を押すと、 表示の点滅を止めて設定された値をメモリ ー に書き込みます。 書き込みが終了するとLED 表示はは自動的にモ ー ド 4 の項目を表示します。
• プリスケ ー ル3設定中は（ディジット〕キ ーは無効です。

11/ 15

4) モ ー ド 4(表示の小数点位置を設定）

・モ ー ド表示と設定値の交互表示。

T5T4T3

T2TlI

←→

前回設定
T5T4

T_5T4T3

T2Tl

モ ー ド表示OTI゜

2T3TOTl

含゜3T4TJOOTI

含OTlc:) c:)
T2 Tl

含c:) 0 c:)
T4 T3＂゜

含守4T

Tら゜TS

・設定の入力終了後に（セット）キ ー を押すと、 小数点の点滅を止めて設定された位握をメモリーに書き込みます。 書き込みが終了す
ると LED 表示は自動的にモ ー ド 5 の項目を表示します。

5T（ディジット）キ ー. . → T 1→ T2→ .
・ ・ → T4 → T5 → T 1 → . .

らT・ （ディジット〕キ ー を 1 回押すと、 LED 表示は設定表示のみになり、 前回の設定を表示します。 この時前回設定桁の小数点だけが、約 4Hz の周期で点滅を開始します。
（ディジット）キ ー を押す毎に点滅している
小数点の位置は上位の桁に移動していきます。
（右記参照）JJJd IP• 小数点を T 1 に設定したとき、 計測モ ー ド表示では小数点は消灯します 。
• 小数点設定中は（インクリメント）キ ー は無効です。

12/ 15-··:竺乃苓？、一ぶ·ふ, C·..·cc>;•

こ,,.....・(オ ー トゼロ時間を設定）

J5)モ ー ド5

伯几又

定ーT2T

4

T＝-O 3―T

回前ぐ→5
TーT2Tロ゜
＠百0月Ts・モ ー ド表示と設定値の交互表示。

モ ー ド表示・（ディジット〕キ ー を1回押すと、 LED表示は設定値表示のみになり、 前回設定した値を表示します。 この時T5が約4Hzの周期で点滅を開始します。
（インクリメント）キ ー を押す毎に点滅している桁は設定値を歩進していきます。
（右記参照）ー（インクリメント）キ. . → I -SEC→ 2-SEC→ 3-SEC→. . → 9-SEC→ 1- SEC→ . .

3 ° 5€[
TらT4

T3

T2--

1Tl]] [on［ Tl ［ Tl[ Tom

SE[SE[SE[om・ オ ー トゼロ時間設定中は（ディジット〕キ ーは無効です。

?,;.$,{{]

了Ts,Ts,TS・設定値の入力終了後に（セット）キ ー を押すと、 T5の点滅を止めて設定された値をメモ
リ ー に書き込みます。 書き込みが終了するとLED表示は自動的に計測モ ー ドに復帰します。

};.�{{]

l 3/ l 5§7. テスト• 初期化（メモリ ー ）・ キ ー プロテクト "L" で、 設定モ ー ド中に（デジット）キ ーと（セット）キ ーのみを同時に5秒以上押し続けると右記の表示をし、 テスト• 初期化モ ー ドに人ります。
キ ー を押したままであれば右記の表示をしたままホ ー ルドしています。
この時点でメモリ ー は初期化されます。
・キ ー を放すとLED テストを実行します。
右記の" SELF-" 以降を" -H.J. C.
ー ” まで1秒ステップで表示します。
（キ ー 5秒人力→計測停止→→メモリ ー 初期化→LED テスト→計測モ ー ド表示／計測再開）＊メモリ ー 初期化
PSC-1
PSC-2
PSC-3
dP
A-0

: 1
: 1.00: 60: 1-SEC
以上のデ タをメモリ ー に書き込みます。
LED テスト終了後その値で計測再開します。
ー＊テスト• 初期化が開始されると、 計測モード表示に戻るまでは、 一切の人力を受け付けません。

=TS

9=80 l dT4T3T2Tl

↓

•—·—"

5fLf C>
T5T4T3T2Tl：げ紅］
J?.l。り三］�J『9 J�f. f.�f. i。“。]ヽ�B8�B8���:::�
c:>
TSHaiエT4

T3T2c:>
TI

14/15,-.•· こ・魯泣疇母如岳虫酪'<"¢.:-,•·;,ふ•平岳心.. .• ..

§8. 使用例＊タコ、 スピ ー ドメ ータ· IN 1に人力される信号の周期を回転数、 周波数、 周速度に変換して表示します。 シャフトの円周部分に 1 回点あたりのパルス数「 P」
2 に「 l 」を設定するとを設けた場合、 PS
1 に「 P」、 PS
回転数、 周波数表示、 PS c- 1 に「 P」、 PSC- 2 に「 2 冗 r」
(m単位）を設定すると周速度表示が得られます。
· PSC-3 の値は 60と 1 のどちらかで、 ＊／分と ＊／秒の切り替えに用います。

c-c-15/15