Bedienungsanleitung

Operating instructions

Für künftige Verwendung aufbewahren

Please keep carefully for future use

Vakuumschalter

DBaureihe 0151

Vacuum Switch

GBSeries 0151

Einbau und Inbetriebnahme sind nach dieser Bedienungsanleitung und nur vonautorisiertem Fachpersonal vorzunehmen

Installation and commissioning must be carried out in accordance with these operating
Instructions and by authorized, qualified personnel only.

Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon(07142) 597-0
Telefax(07142) 597-19
www.suco.de info@suco.de

Robert-Scheuffele GmbH & Co. KG
Keplerstraße 12-14
D-74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone+49 7142 597-0
Fax+49 7142 597-19
www.suco.de info@suco.deFunktion und Anwendung

Operating and use

Der Vakuumschalter öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim
Erreichen eines einstellbaren Unterdrucks. Durch das Abfallen des Drucks
wird eine Membrane bewegt. Die Auslenkung der Membrane hängt von der
Druckkraft und der einstellbaren Federvorspannung ab. Bei einer definierten
Auslenkung der Membrane wird ein elektrischer Kontakt geöffnet bzw.
geschlossen.
Der Vakuumschalter überwacht einen eingestellten Unterdruck.

"Vorraussetzungen für den Produkteinsatz"

Conditions governing the use of the product

Allgemeine, stets zu beachtende Hinweise für den ordnungsgemäßen undsicheren Einsatz des Vakuumschalters:!

••

!
••
•
•
•

The vacuum switch opens or closes an electrical circuit when a certain (adjustable) low pressure is reached. A diaphragm is moved by the decreasing pressure. The amount of the diaphragm deflection depends on the force of thepressure applied and the (adjustable) spring tension. At a predetermined deflection of the diaphragm a electrical contact will be opened or closed.
The vacuum switch monitors a preset low pressure.

Beachten Sie unbedingt die Warnungen und Hinweise in der Bedienungsanleitung.
Beachten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) und die entsprechenden nationalen
Bestimmungen.
Halten Sie die angegebenen Grenzwerte wie z.B. Drücke, Kräfte, Momente und Temperaturen ein.
Berücksichtigen Sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen(Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck etc.).
Setzen Sie den Vakuumschalter niemals starken Stößen oder Vibrationen
aus.
Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand. Nehmen Sie keine
eigenmächtigen Veränderungen vor.
Entfernen Sie die alle Transportvorkehrungen wie Schutzfolien, Kappenoder Kartonagen.

• Die Entsorgung der einzelnen Werkstoffe in Recycling-Sammelbehältern

The following general instructions are to be observed at all times to ensure thecorrect, safe use of the vacuum switch:!

••

!

•••
•••Observe without fail the warning notices and other instructions laid down in
the operating instructions.
Observe the applicable safety regulations laid down by the regulatory bodies
in the country of use.
Do not exceed the specified limits for e.g. pressures, forces, moments or
temperatures under any circumstances.
Give due consideration to the prevailing ambient conditions (temperatures,atmospheric humidity, atmospheric pressure, etc.).
Never subject vacuum switch to intense blows or high vibrations.
Never expose the vacuum switch to severe side impacts or vibrations.
Use the product only in its original condition. Do not carry out any unauthorized modifications.
Remove all items providing protection in transit such as foils, caps or cartons.

• Disposal of the above-named materials in recycling containers is permitted.

ist möglich.

BetriebsbedingungenOperating conditions

Bei Medientemperaturen außerhalb der Raumtemperatur (20°C):
Extreme Temperatureinflüsse (bezogen auf die Raumtemperatur) können
zu einer starken Schaltpunktabweichung oder zum Ausfall des Vakuumschalters führen

Media temperatures other than room temperature (20°C):
The effects of extreme temperatures (relative to the room temperature) canlead to pronounced variations in the switching point or failure of the vacuumswitch.

Schutzart IP65:

Type of protection IP65:

Die Typenprüfung ist nicht uneingeschränkt auf alle Umweltbedingungenübertragbar.

Type testing does not apply to all ambient conditions without limitations. The
user is responsible for verifying that the plug-and-socket connection complies
with the specified rules and regulations of CE, or whether it may be used forspecialized purposes other than those intended by us.

Die Überprüfung, ob die Steckverbindung anderen als den angegebenen
Bestimmungen und Vorschriften entspricht bzw. ob diese in speziellen, vonuns nicht vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden kann, obliegt demAnwender.
Sauerstoffeinsatz:
Beim Einsatz von Sauerstoff sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Überdrucksicherheit:
In den Technischen Daten ist die statische Überdrucksicherheit angegeben.
Sie bezieht sich auf den hydraulischen bzw. pneumatischen Teil desVakuumschalters. Der dynamische Wert ist 30 bis 50 % niedriger.

Technische DatenSchaltertyp:
Einstellbereich:Max. Spannung:Max. Strom:
Schaltleistung:
IP-Schutzart:
Schalthäufigkeit:mechanische Lebensdauer:

Use with oxygen:
If oxygen is used, the applicable accident prevention regulations must beobserved.
Protection against overpressure:
The static overpressure safety is included in the technical data. The overpressure safety corresponds to the hydraulic, pneumatic part of the vacuum switch.
The dynamic rating of the overpressure safety is smaller than 30 to 50%.

Technical dataÖffner (A) oder Schließer (E)200-950 mbar
42V
4A
100 VA
IP65 (Klemmen IP00)< 200 min-1
106 Schaltspiele

Bedienungsanleitung / Operation instruction 0151

Switch type:
Adjustment range:
Max. voltage:
Max. current:
Switching capacity:
Degree of protection:
Switching frequency:
Mechanical life:

NO (A) or NC (E)200-950 mbar
42V
4A
100 VA
IP65 (plugs IP00)< 200 min-1
106 operations

Seite / page 1 von / of 2

Membranwerkstoff:
Temperaturbeständigkeit:Überdrucksicherheit:
Gehäusewerkstoff:
Vibrationsfestigkeit:
Schockfestigkeit:

FKM-5°C bis +120°C
35 barMessing
10g / 5-200Hz Sinus
294 m/s²; 14 ms Halbsinus

Bedienteile und Anschlüsse

Screw terminals

Steckanschluss

21
3

13

Vakuum Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einstellschraube für den Schaltpunkt

(1)
(2)
(3)

""!

"••

1. When putting the vacuum switch into service, please observe the applicablesafety regulations laid down by the governing bodies in the country of use.
2. Using a continuity tester, wire up the electrical connection (2).
3. If using a testing lamp as a continuity tester, observe the maximum permissible switching capacity (see technical data)
4. First, screw in the adjustment screw (3) as far as it will go. To adjust thevacuum switch use a screwdriver.
5. Adjust the vacuum switch to the desired actuating pressure (a test pressuregauge is required).
6. Ease off the adjustment screw (3) to a sufficient extent to cause the vacuum
switch to trip (continuity tester reacts).
7. If necessary. adjust the trip pressure setting by turning the adjustment
screw (3).

Removing the vacuum switch

Beachten Sie folgende wichtige Punkte beim Ausbau des Vakuumschalters:•Mechanical / pneumatic / hydraulic:With a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), install the vacuum
switch, by means of the hexagon connector, in the corresponding pressure
socket.
For sealing the system use a standard copper gasket of the appropriate dimensions.
Electrical:
Connect the cable to the electric connection (2).

Entry into service

1. Bei der Inbetriebnahme des Vakuumschalters beachten Sie bitte die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften unddie entsprechenden nationalen Bestimmungen.
2. Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse (2) mit einem Durchgangsprüfer.
3. Bei Verwendung einer Prüflampe als Durchgangsprüfer: Beachten Sie,dass die max. zulässige Schaltleistung nicht überschritten wird (siehetechnische Daten).
4. Drehen Sie die Einstellschraube (3) zunächst ganz ein. Verwenden Sie
zum Einstellen des Vakuumschalters einen Schraubendreher.
5. Beaufschlagen Sie den Vakuumschalter mit dem gewünschten Schaltdruck (Kontrollmanometer erforderlich).
6. Drehen Sie die Einstellschraube (3) so weit heraus, bis der Vakuumschalter umschaltet (Durchgangsprüfer reagiert).
7. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Schaltdruck durch Verdrehen derEinstellschraube (3).

AusbauWhen removing the vacuum switch, observe the following important
instructions:

Das System, aus dem der Vakuumschalter ausgebaut werden soll, musssich in spannungs- und drucklosem Zustand befinden.
Es müssen alle relevanten Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.
Drehen Sie den Vakuumschalter mit einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) aus dem Druckanschluss.

Zeichenerklärung

!

Vacuum connection
Electrical connection
Adjustment screw

Installation
Mechanisch, pneumatisch, hydraulisch:
Drehen Sie den Vakuumschalter an dem sechskantförmigen Ansatz mit
einem Maulschlüssel der Schlüsselweite 24 (nach DIN 894 o.ä.) in denvorgesehenen Druckanschluss.
Zum Abdichten des Systems verwenden Sie einen Standard-Kupferdichtring
mit den geeigneten Abmessungen.
Elektrisch:
Schließen Sie die Leitung an den elektrischen Anschluss (2) an.

Inbetriebnahme!

spade terminals

2Einbau"

FKM-5°C … +120°C
35 barbrass
10g / 5-200Hz sine
294 m/s²; 14 ms semi-sine

Operating controls and connections

Schraubanschluss

(1)
(2)
(3)

Material of diaphragm:
Temperature range:
Over pressure safety:
Housing material:
Resistance against vibrations:
Resistance against shock:Achtung"•••

The system from which the vacuum switch shell be moved, must be deenergized and free of pressure.
All the relevant safety regulations must be observed.
Use a size 24 open-ended wrench (to DIN 894 or similar), to remove thevacuum switch.

Key to drawings:
Hinweis,BemerkungArt.-Nr.: 1-1-51-628-036

Bedienungsanleitung / Operation instruction 0151

Recycling

Gefahr!

Caution"02/2011 Art.-No.: 1-1-51-628-036

NoteRecycling

Danger
02/2011

Seite / page 2 von / of 2