茨城観測局の現状	
米倉 覚則,	  齋藤 悠,	  沖本 有,	  加古 琳一,	  永瀬 桂,	  安井 靖尭,	  足立 弘,	  大橋 拓人,	  	  佐藤 宏樹,	  柴田 裕輝,	  宮本 祐輔,	  杉山 孝一郎,	  澤田-­‐佐藤 聡子,	  百瀬 宗武,	  吉田 龍生 (茨城大),	  近藤 哲朗,	  関戸 衛 (情報通信研究機構),	  小川 英夫 (大阪府大),	  藤沢 健太 (山口大),	  	  メールアドレスが変わりました	  高羽 浩 (岐阜大),	  徂徠 和夫 (北大),	  中井 直正 (筑波大),	  面高 俊宏 (鹿児島大),	  本間 希樹,	  小林 秀行 (国立天文台),	  他大学間連携 VLBI	  group	  yoshinori.yonekura.sci@vc.ibaraki.ac.jp	

（１）高萩ー日立 ２素子干渉計の立ち上げが進んでいる。連続波源の高感度・高頻度モニタ観測を開始予定である。	  
（２）高萩アンテナのモーターが故障し運用停止中であるが、修理の目処がある程度ついた。	  
（３）日立アンテナを用いた6.7GHzメタノールメーザー源のモニター観測を毎日実施中（杉山他ポスター参照）。	  
（１）高萩ー日立２素子干渉計用 リアルタイム相関器の立ち上げ(エレックス工業製)
仕様
機器構成
サンプラー×２ (@ 日立アンテナ受信機室、高萩アンテナ受信機室)
相関器 (@ 高萩観測室)
サンプラー
アナログ入力周波数範囲：256 MHz – 25,500 MHz
IF 入力：４ (日立-LHCP, 日立-RHCP, 高萩-LHCP, 高萩-RHCP)
A/D: 3 bit
サンプリング: 1, 2, 4 Gsps, (8 Gsps for DBBC mode)
相関器
相互相関：6
自己相関：4
サンプリング: 4 Gsps, 2 Gsps, 1 Gsps
FFT 点数: 4 k for 4, 2, 1 Gsps, (32 k for 1 Gsps)
受信機室	
フリンジローテイション: 12 bit
積分時間：0.1 – 1.024 sec(FPGAを書き換える事により、DBBC としても利用可能)
高萩アンテナ	  観測室	上方:	  高萩アンテナ	  高萩-­‐L	  (6G)	

日立-­‐L	  (6G)	

7112	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6600	  MHz	7112	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6600	  MHz	

高萩-­‐R	  (8G)	

日立-­‐R	  (8G)	

Fig.	  2.	  	  試験観測結果。2015年3月6日に、6-­‐9	  GHz	  受信機を用いて	  4C	  39.25	  を観測した。RF	  信号	  (6600-­‐7112	  MHz	  [LHCP],	  8192-­‐8704	  MHz	  [RHCP])	  を、512-­‐1024	  MHz	  に周波数変換した後、サンプリングした。	  
縦軸：振幅 (左目盛り)	  および位相	  (右目盛り)。	  
横軸：チャンネル	  (1024	  Msps,	  FFT	  点数	  4k).	  1-­‐2048	  チャンネルが、	  IF	  周波数	  1024-­‐512	  MHz	  に対応する。	  

8704	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8192	  MHz	

相互相関-­‐L	  (6G)	
7112	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6600	  MHz	

相互相関-­‐R	  (8G)	

8704	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8192	  MHz	8704	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8192	  MHz	

メタノール
メーザー →	

高萩アンテナからの	  	IF	  信号	  (光ファイバ)

6530-6570 MHz(LSB からのRFI の混入)
1768-1928 ch

サンプラ	  	  	  6687	  6513	  	.	

6667
6533

6657
6543

6647	  (USB)	  6553	  (LSB)	  正面拡大図	

.	
相関器

6677
6523

サンプラ	  	  相関結果	  記録用PC	  6006500	図.	  1.	  リアルタイム相関器。	  (左)	  相関器	  (右)	  サンプラー	  Takahagi-­‐L	  (6G)	

Hitachi-­‐L	  (6G)	

Cross-­‐cor.-­‐L	  (6G)	

610
6510

620
6520	  630
6530

640
6540

650
6550

660
6560

670
6570

680
6580

690
6590

700	  (IF)	  6600	  (RF)	  図.	  3.	  	  試験観測結果。2015年3月6日に、6-­‐9	  GHz	  受信機を用いてメタノールメーザー源	  W3(OH)	  を観測した。LO	  周波数は	  6600	  MHz、IF	  は	  512-­‐1024	  MHz	  (USB)	  である。	  
(左)	  [上]	  8	  GHz	  相互相関スペクトル。[下]	  6	  GHz	  相互相関スペクトル。色と軸は、図2と同じ。	  
(右上)	  6	  GHz	  相互相関スペクトルの拡大図。メタノールメーザーは、1770	  ch	  付近。1780-­‐1880	  ch	  には、RFI	  が見られる。	  RFI	  は、USB	  の場合は	  6630-­‐6670	  MHz、LSB	  の場合は	  6530-­‐6570	  MHz	  と推測される。使用した	  IF	  バンドバスフィルターの帯域が比較的広い	  (200-­‐1100	  MHz。理想的な	  BPF	  の帯域は	  512-­‐1024	  MHz)	  ため、	  LSB	  からの混入の可能性がある。	  
(右下)	  スペクトラムアナライザーでの測定結果。	  LO	  周波数は	  5900	  MHz。	  RFI	  は、6530-­‐6570	  MHz、つまり、LSBから混入している。	  

図.	  4.	  	  狭帯域のバンドパスフィルター	  (550-­‐950	  MHz)	  を、高萩	  LHCP	  (6	  GHz)	  に導入した後の測定結果。高萩 LHCP	  データおよび相互相関結果における	  RFI	  が低減された事が分かる。	  6-­‐9	  GHz	  受信機を用いて、メタノールメーザー源	  W3(OH)	  を観測した結果。LO	  周波数は、6600	  MHz。	  

（２）高萩アンテナのモーター故障(1) 2013年11月27日
EL-A モーター (no.02) が回転せず。
運用中止
2014年4月22日
予備モーター (no.03) と交換運用再開
故障したモーター (no.02) は、製作メーカー (安川電機) によって修理された。
故障原因：「ベアリング軸のグリス固着」(2) 2014年10月21日
AZ-B モーター (no.05) が回転せず。
運用中止
2014年11月28日
予備モーター (no.02) と交換
運用再開
故障したモーター (no.05) は、製作メーカー（安川電機）では修理できなかった。
=> 予備機無し！	
no.01

no.02	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  no.03(3) 2015年4月13日
AZ-A モーター (no.01) が回転せず
AZ-B モーター (no.02) 漏電
運用中止
現在、高萩アンテナは、運用中止継続中
地元のモーター修理業者の協力の元、修理の目処がたった。
no.01 => 電機的異常なし。修理可能。オーバーホールを実施予定。
no.02 => マグネット損傷、破片による電機子巻線断線。
電機子巻き替え、マグネット製作、整流子再現など、大掛かりな修理が必要。
no.03 => 整流子に異常あるが、このまま使用可能。オーバーホールを実施予定。
no.04 => 問題無し。オーバーホールを実施予定。
no.05 => 修理が必要。整流子製作。
no.01	  	  	  	  no.04	

no.02	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  no.03	  	  	  	  no.04	

図5.	  調査結果	
no.05	

（３）運用状況	  	  (1)	  VLBI	  	  	  	  ー 年間〜300	  時間 （JVN	  観測の大部分に、茨城局は参加している）	  ー 6.7	  GHz,	  8	  GHz	  @	  日立アンテナ	  ー 22	  GHz	  @	  高萩アンテナ	  ー 2015年1月より、ﬂux	  校正のための単一鏡観測を茨城局にて実施。	  

(2)	  6.7	  GHz	  メタノールメーザー源の単一鏡観測	  ー モニター観測	  ＊ 毎日	  12	  時間の観測	  =>	  年間	  〜4,000	  時間 @	  日立アンテナ	  ＊第１期：2012年12月30日	  –	  2014	  年	  1	  月	  10	  日	  ＊第２期：2014年5月7日	  –	  2015年8月24日	  ー 新しいメーザー源の探査