THE HYGROCLIP Advance SERIESHUMIDITY AND TEMPERATURE Probes
ロトロニック社

相対湿度・温度プローブ ハイグロクリップシリーズ製品カタログ

HUMIDITY AND TEMPERATURE PROBES

ロトロニック社の水分測定と分析
ロトロニック（Rotronic）
は、湿度や温湿度計の世界的なリーディングカンパニーです。
1965年の創立以来、多数の温湿度計測器の製造・販売を続け、その幅広い製品群はロトロニック社の長年にわたる経験と実績に基づいて開発されました。高い品質と市場ニーズに応える確かな技術力で高い評価を得ています。

相対湿度計/環境測定システム

相対湿度・温度プローブ
ハンディ温湿度計
温湿度データロガー・記録計
屋外用・気象用温湿度センサー
相対湿度・温度発生器

相対湿度・温度プローブ
THE HYGROCLIP SERIES

水分活性測定システム
二酸化炭素測定器
過酸化水素測定プローブ
環境モニタリングソフトウェア

ハイグロクリップシリーズ

目次
THE HYGROCLIP SERIES
ロトロニック社概要

P1

HYGROCLIP 2 ADVANCED PROBE -標準/気象用温湿度プローブ

P3HYGROCLIP 2 ADVANCED PROBE -工業用温湿度SUSプローブ

P4

HYGROCLIP 2 PROBE-工業用ケーブル付き温湿度プローブ

P5

HYGROCLIP 2 PROBE -工業用ケーブル付きSUS温湿度プローブ

P6HYGROCLIP 2PROBE -高温用プローブ

P7

HYGROCLIP 2 PROBE -ミニチュアプローブ

P7

HYGROCLIP 2 PROBE -ケーブル付き挿入型プローブ

P8

HYGROCLIP 2 PROBE -ケーブル付き挿入型プローブ（ソードタイプ） P8
HYGROCLIP 2P1

Advance シリーズ用フィルターP9

HYGROCLIP 2 シリーズ用フィルターP11

HYGROCLIP 2 シリーズ用延長ケーブル

P13

HYGROCLIP 2 Series

P14-精度HUMIDITY AND TEMPERATURE PROBESHUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

ロトロニック社製品の定期点検、校正サービス

ロトロニックの製品は優れた長期安定性を備えていますが、測定の健全性を維持および保証するために、標準の環境で使用している場合、1年に1回程度の点検/調整（校正作業）を推奨しています。高汚染環境でプローブを使用している場合や誤ってプローブを汚染してしまった場合は、より短い間隔での調整が必要になります。
基本的に水分計測器は、信頼性を維持するために定期的に点検する必要がある精密機器です。出荷時の検査成績書は、いつまでその性能を保証するというものではありません。操作の誤り・異物や腐食性ガスの混入・センサーの経年変化・電気的変位を代表とする全ての要因は、時間の経過とともに測定器の計測値に変化をもたらす可能性があります。正確な測定値を得るためには、定期的な点検・調整が重要です。
ミッシェルジャパンでは、ロトロニック製品の国内点検サービスを実施しています。

ロトロニック社（スイス）の保証●±0.8％RHで最高の精度●工場出荷時の証明書付き●ISO 17025（SCS0065）●検証済みソフトウェア（HW4）●現在の業界標準に準拠した製品●12ヶ月の製品保証（温湿度校正器HG2：12ヶ月）●湿度測定における50年以上の経験●グリーンプロジェクト活動（製品リサイクル）

ミッシェルジャパン株式会社
ミッシェルジャパン株式会社は、2005年5月、英国ミッシェル社（露点/水分計、酸素濃度計、露点・湿度標準器）
・フランス コレシDiv（相対湿度センサー）・オランダ レンスDiv（相対湿度系/キャリブレーター）を傘下に収める英国Parametric Holding Ltd.の日本法人として設立されました。2016年10月、ミッシェル社は、バッテリーベンチャー社（米）の傘下に入りプロセスセンシングテクノロジー（PST）グループの中核企業としてリーダーシップをとっています。

Process Sensing Technologies Group●ミッシェル・インスツルメンツ社

イギリス

水分測定器、酸素計、相対湿度温度計〇アナリティカル・インダストリーズ社

アメリカ

酸素濃度計、酸素センサー〇ロトロニック社

スイス

相対湿度温度計、風速計〇LDetek社

カナダ

ガスクロマトグラフィー〇Dynament社

イギリス

酸素計、酸素センサー〇NTRON社

イギリス

ガス分析計

Rotronicはプロセスセンシングテクノロジ（PST）のメンバーです
プロセスセンシングテクノロジーズ（PST）
は、精密測定ための一連したソリューションと測定器を提供します。プロセスの監視/管理に不可欠な製品は、安全性を確実にし、生産性と効率を向上させ、年間維持費の削減に貢献します。

HUMIDITY AND TEMPERATURE PROBESP2HYGROCLIP 2 ADVANCED STANDARD

HYGROCLIP 2 ADVANCED PROBE -標準/気象用温湿度プローブ
HC2A-S / HC2-S-HH / HC2A-S3 / HC2A-SH / HC2A-S3H
HC2シリーズの標準型プローブ

HC2A-Sは、一体型のシンプルな構造と使いやすさ、高機能、高精度を全て備えた温度湿度センサープ

ローブ(温湿度センサ)です。高精度な温度、湿度、計測を実現し、露点演算機能を搭載しています。ロトロニック社製の温湿度計測機器との組み合わせや、センサープローブ自身が温湿度計測ユニットとして必要な機能を全て持ち合わせているので装置組み込み用などのOEM用途へも最適です。

特長◦精度（at23℃）：湿度±0.8%rh、温度±0.1℃◦測定範囲：湿度0～100%rh、温度-50～+100℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V,-40～+60℃/0～100%RH

アプリケーション◦各種産業における温湿度管理/監視用途◦暖房、換気、および空調○食品産業◦倉庫環境内での製品管理、空調監視○ビル空調管理◦製造工程における水分管理○アパレル業界○製紙業界

HC2A-S
HC2A-SH
HC2A-HH○製薬業界

HC2A-S3
HC2A-S3H

技術仕様
HC2A-S
HC2A-S-HH/HC2A-S3

HC2A-SH
HC2A-S3H

S:黒, S3:白

SH:黒 ,S3H:白プローブ本体色
寸法

Φ15x108mm

動作範囲-50～+100℃, 0～100%RH±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

精度±0.5%RH, ±0.1K（校正精度）@10～30℃(10~90%RH)

電源供給

3.3～5 VDC

消費電流～4.5ｍA

長期安定性（ティピカル）＜1％RH/年

HC2A-S
HC2A-S-HH/HC2A-S3センサータイプフィルタータイプ

108 mmP3

HUMIDITY AND TEMPERATURE PROBES

Ø 15 mm

ROTRONIC HYGROMER® HT-1
（HC2A-S-HH:HH-1）PT100 1/3 ClassB
S:白色ポリエチレン, 40μm
S3:白色ポリエチレン, 40μm

SH:白色ポリエチレン, 40μm
S3H:白色ポリエチレン, 40μm

応答速度（ｔ63）<15秒, フィルター無しの場合

最大風速3m/s, フィルター無しの場合20m/s, ポリエチレンフィルター使用時

材質

ポリカーボネート

重量10g / IP65

※HH-1センサーを搭載したHC2-S-HHは、過酸化水素（H2O2）
アプリケーションに特に適しています。

寸法

HC2A-SH
HC2A-S3HHYGROCLIP 2 ADVANCED STANDARD

HYGROCLIP 2 ADVANCED PROBE -工業用温湿度SUSプローブ
HC2A-SM
HygroClip2A-工業用（HC2A-SM）
は、HC2Aシリーズの機能とメリットをそのままに過酷な環境向けに専用に設計されたSUS316ボディの堅牢な温湿度プローブです。ロトロニック社製の温湿度計測機器との組み合わせや、センサープローブ自身が温湿度計測ユニットとして必要な機能を全て持ち合わせているので装置組み込み用などのOEM用途へも最適です。

特長◦精度（at 23℃）
：湿度 ±0.8%rh、温度 ±0.1℃◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -50～+100℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V,-40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション◦各種産業における温湿度管理/監視用途◦暖房、換気、および空調○食品産業◦倉庫環境内での製品管理、空調監視○ビル空調管理◦製造工程における水分管理○アパレル業界○製紙業界○製薬業界○化粧品製造技術仕様
HC2A-SM
プローブタイプ

クロム鋼標準センサータイプ

ROTRONIC HYGROMER® HT-1

PT100 1/3 ClassB

寸法Ø 15 x 109 mm

フィルター

ワイヤーメッシュフィルター

動作範囲-50～+100℃, 0～100%RH

応答速度
（t63）

<15秒, フィルター無しの場合

最大風速3m/s, フィルター無しの場合25m/s, ワイヤーメッシュフィルター使用時

精度±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC

消費電流～4.5ｍA

材質

SUS 1.4301

長期安定性（ティピカル）＜1％RH/年

重量47ｇ/IP65

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERSP4

HYGROCLIP 2

HYGROCLIP 2 PROBE -工業用ケーブル付き温湿度プローブ
HC2A-IC1XX / HC2A-IC3XX / HC2A-IC4XX / HC2A-IC7XX
工業用ケーブル付きプローブ

HC２－ICシリーズは、高温環境および要求の厳しい測定環境向けに設計されています。

特長◦精度（at 10～30℃）：湿度 ±0.8%rh◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -100～+200℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V,-40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション◦各種産業における温湿度管理/監視用途◦暖房、換気、および空調○高温生産工程◦倉庫環境内での製品管理、空調監視○工業生産工程◦製造工程における水分管理○乾燥プロセス○気象用チャンバー

技術仕様
Φ15mm
HC2A-IC1XX
寸法
精度

HC2A-I302

Ø 15 x 100 mm

Ø 15 x 250 mm±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍAセンサータイプ

ROTRONIC HYGROMER® HT-1, HH-1,
PT100 1/3 ClassB

応答速度(t63)<15秒, フィルター無しの場合

材質
重量

PPS, SUS 1.4301
230g

260g

* xx =メートル単位のケーブル長（02、05）、1mあたり約80g
O 15 mm

Φ15/25mm

寸法234 mm
278 mm
150 mm

144 mm

111 mm精度

HC2A-IC402-A

HC2A-IC702-A
HC2A-IC7XX

Ø 15/25 x 400 mm

Ø 15/25 x 700 mm±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍAセンサータイプ

ROTRONIC HYGROMER® HT-1
PT100 1/3 ClassB

応答速度(t63)<15秒, フィルター無しの場合

材質
重量

PPS, SUS 1.4301
320g

380g

* xx =メートル単位のケーブル長（02、05）、1mあたり約80g
HC2-ICxx-HHは、HH-1センサーを使用する過酸化水素（H2O2）がある環境に特に適しています。

O 15 mm
O 25 mm
HC2A-ICxxx
HC2A-ICxxx-HHP5

HC2A-ICxxx-A

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERSHYGROCLIP 2

HYGROCLIP 2 PROBE -工業用ケーブル付きSUS温湿度プローブ
HC2-IM102-M / HC2-IM3XX / HC2A-IE02-G / HC2A-IE02-NPT
工業用ケーブル付きプローブ

HC２－IM/IEシリーズは、高温環境および要求の厳しい測定、厳しい衛生条件が求められる環境向けに設計されています。

特長◦精度（at 10～30℃）：湿度 ±0.8%rh◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -100～+200℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V,-40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション◦各種産業における温湿度管理/監視用途◦暖房、換気、および空調○食品製造◦倉庫環境内での製品管理、空調監視○医薬品製造◦製造工程における水分管理○乾燥プロセス◦圧縮空気○高温工業プロセス

技術仕様
スクリュータイプ
プローブタイプ
精度

HC2A-IE02-G

HC2A-IE02-NPT½"G Rotronicコネクター½"NPT Rotronicコネクター±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍAセンサータイプ

ROTRONIC HYGROMER® HT-1,
PT100 1/3 ClassB

圧力100bar / 1450PSIの耐圧性応答速度（ｔ63）<15秒, フィルター無しの場合

材質

SUS DIN1.4301

重量290g* xx =メートル単位のケーブル長（約2m）、1mあたり約80g

Φ15/スタンダードタイプ
寸法148 mm97 mm

130 mm97 mm

精度O 15 mm

G1/2
SW 27HC2A-IMxxx

HC2A-IM3XX-M
Ø 15 x 280 mm±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍAセンサータイプ

ROTRONIC HYGROMER® HT-1,
PT100 1/3 ClassB

応答速度(t63)<15秒, フィルター無しの場合

材質
重量

Ø15 mm

HC2A-IM102-M
Ø 15 x 130 mm

SUS DIN1.4301
260g

400g

* xx =メートル単位のケーブル長（02、05）、1mあたり約80g

HC2A-IExxx

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERSP6

HYGROCLIP 2

HYGROCLIP 2 PROBE -高温用プローブ
HC2-HK25 / HC2-HK40
高温用プローブHC2-HKシリーズは、高温環境でのポータブル測定向けに設計されています。

特長◦精度（at 10～30℃）：湿度 ±0.8%rh◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -100～+170/200℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V, -40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション◦暖房、換気、および空調◦倉庫環境内での製品管理、空調監視◦各種産業における温湿度管理/監視用途○高温生産工程○乾燥プロセス○気象用チャンバー

技術仕様
HC2-HK25
プローブタイプ
寸法精度

HC2-HK40
ハンディタイプØ 15 x 250 mm

材質Ø 15 x 400 mm±0.8%RH, ±0.1K

HC2-HK25
重量

HC2-HK40

PEEK、真ちゅう、ケミカルニッケルめっき
210ｇ

240ｇ

@10～30℃

フィルター

ワイヤーメッシュフィルター

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍA

ケーブル長2m

応答速度
（ｔ63）

<15秒, フィルター無しの場合

HYGROCLIP 2 PROBE -ミニチュアプローブ
HC2-C04 / HC2-C05
ミニチュアプローブ HC2-C0シリーズは、限定された空間での湿度と温度の測定に適しています。4mmプローブには、壁に挿入するためのスパイクチップが付属しています。

特長◦精度（at 10～30℃）：湿度 ±1.5%rh◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -40～+60℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V, -40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション
HC2-C05

HC2-C04◦各 種産業における温湿度管理/
監視用途○自動車産業
○製薬産業
○航空産業
○繊維産業
○建築材料生産○紙パルプ製造工程◦暖房、換気、および空調◦博 物館などでの美術品管理◦硝子キャビネット内の湿度監視技術仕様
プローブタイプ
精度P7

HC2-C04

HC2-C05

ケーブル付きプローブ、Φ4mm

ケーブル付きプローブ、
Φ5mm±1.5%RH, ±0.3K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍAセンサータイプ

ROTRONIC HYGROMER® IN-1, PT100 1/3 Class B

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

HC2-C04
応答速度（ｔ63）
材質
重量、ケーブル長

HC2-C05<15秒, フィルター無しの場合
SUS、DIN1.4305

黄銅、ニッケルメッキ
85ｇ、2ｍHYGROCLIP 2

HYGROCLIP 2 PROBE -ケーブル付き挿入型プローブ
HC2-P05/ HC2-HP28
ケーブル付き挿入型プローブ

HC2-PおよびHC2-HPシリーズは、清潔で粉塵のない環境（P05）
または粉塵の多い環境（HP28）、バルク材、レンガ、コンクリートなどでの測定に適しています。

特長◦精度（at 10～30℃）：湿度 ±0.8%rh＊P05：±1.5％RH,±0.3K(＠10～30℃)◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -40～+85℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V, -40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション
HC2-HPxx（HP28）◦各種産業における温湿度管理/監視用途 ◦粉末内の湿度◦
ハンディ機器との組み合◦暖房、換気、および空調
わせ◦倉庫環境内での製品管理、空調監視◦
温 湿度変換器と組み合◦製造工程における水分管理
わせHC2-P05

技術仕様
HC2-P05
プローブタイプ

Ø5x200 mm、矢形スロット付き挿入型
プローブ

HC2-P05Ø 10 x 280 mm

センサータイプ

精度フィルター無し

材質

ROTRONIC HYGROMER IN-1, PT100 1/3
Class B
<15秒

<20秒, フィルター付き

SUS DIN 1.4305 (プローブ), POM (持ち手)

重量SUS

HC2-HP28®

応答速度（t63）±0.8%RH, ±0.1K @10～30℃＊P05：±1.5％RH,±0.3K(＠10～30℃)
3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍA

電源供給
フィルタータイプ

HC2-HP28160ｇ

ケーブル長200ｇ2ｍ

HYGROCLIP 2 PROBE -ケーブル付き挿入型プローブ（ソードタイプ）
HC2-HS28
ケーブル付き挿入型プローブ（ソードタイプ） HC2-HSシリーズは、測定ポイントが配管などの狭い環境や円筒型が挿入できないような環境での測定に適しています。

特長◦精度（at 10～30℃）：湿度 ±0.8%rh◦測定範囲：湿度 0～100%rh、温度 -40～+85℃◦デジタル出力（標準）：UART◦標準アナログ出力：0-1V, -40～+60℃/0～100%RH◦10-35-80％RH＠23℃で調整

アプリケーション◦紙、テキスタイル等の湿度測定◦狭い隙間の湿度測定◦ハンディ機器との組み合わせ◦温湿度変換器と組み合わせ

技術仕様
HC2-HS28
プローブ長
精度

280mm
±0.8%RH, ±0.1K@10～30℃

電源供給

3.3～5 VDC, 消費電流：～4.5ｍAフィルタータイプ

フィルター無し

応答速度(t63)

<15秒

材質

アルミニウム (プローブ), POM (持ち手)重量、ケーブル長220g、2m

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

P8

Accessory with HYGROCLIP 2

HYGROCLIP Advance2 シリーズ用フィルター
フィルターは、温湿度センサーを機械なダメージから保護する役割を持っています。また、フィルターはセンサーチップに悪影響を与える可能性をもった汚染物質からの防護機能としての一面もあります。測定環境に適した温湿度プローブとフィルターの『正しい組み合わせ』を選択する場合、考慮すべき多くの要素があります。高い流量、測定空気中の汚染物質、アルコールおよびメンテナンス周期、機械的な影響、バクテリア、結露、測定空気中の化学物質汚染および応答時間など、特定条件は要考慮事項の一部に含まれます。
プラスチック製フィルター、キャリア

金属製フィルター、キャリア最大使用温度：100℃
センサーチップ保護用

最大使用温度：100℃
センサーチップ保護用

テフロン

ポリエチレン

焼結

ワイヤーメッシュ

最大使用温度

200℃

100℃

200℃

200℃

微粒子物質からの保護性

✓✓✓✓

✓

✓✓✓✓

✓

大気中の汚染物質からの保護性
細孔径10μm

40μm

25μm

10μm

最大風速

5050

70

50

最大風速は、フィルターが破損しない風速です-50～100℃-100～200℃-50～100℃-100～200℃

P9

SPA-PCB✓

SPA-PCW✓SPA-SS✓✓SPA-PCB-PE✓

SPA-PCB-PTFE✓

SPA-PCB-WM✓

SPA-PCW-PE✓

SPA-PCW-PTFE✓

SPA-PCW-WM✓

SPA-SS-PE✓✓

SPA-PE✓✓SPA-SS-PTFE✓✓

HC2A-ICXXX-HH-20～120℃

HC2A-IEXXX

HC2A-IMXXX

HC2A-ICXXX-1

HC2A-ICXXXHC2A-SM

HC2A-SM-HH-100～200℃

HC2A-S3-HH

HC2A-S3H

HC2A-SH

HC2A-S-1

HC2A-S3-50～100℃

HC2A-S

アプリケーション温度範囲

HC2A-S3-1✓=Low, ✓✓=Midium, ✓✓✓=High✓✓✓✓SPA-SS-WM✓✓✓✓

SPA-SSS✓✓✓✓SPA-WM✓✓✓✓

SPA-PTFE✓✓✓✓HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

Accessory with HYGROCLIP 2HC2A-S / HC2A-S3 / HC2A-S-I / HC2A-S3-I / HC2A-SH / HC2A-S3H
HC2A-S-HH / HC2A-S3-HH / HC2A-SM / HC2A-SM-HH
オーダーコード

キャリア

フィルター

SPA-PCB

粒子サイズ

温度範囲

フィルター無し、キャリアのみ

SPA-PCB-PE

ポリエチレン,白色40-50μm

SPA-PCB-PTTE

PTFE,白色10μm

SPA-PCB-WM

ワイヤーメッシュ
1.440110μm

ポリカーボネート,黒色-50～100℃

SPA-PCW

フィルター無し、キャリアのみ

SPA-PCW-PE

ポリエチレン,白色40-50μm

SPA-PCW-PTFE

PTFE,白色10μm

SPA-PCW-WM

ワイヤーメッシュ
1.440110μm

ポリカーボネート,白色SPA-PE

キャリア無し、フィルターのみポリエチレン,白色40-50μm

SPA-PTFE

キャリア無し、フィルターのみ

PTFE,白色10μm-100～200℃

粒子サイズ

温度範囲

HC2A-IC / HC2A-IM / HC2A-IE
オーダーコード

キャリア

フィルター

SPA-SSSPA-SS-PTFE

フィルター無し、キャリアのみ
1.4301SPA-SS-WM

PTFE,白色10μm

ワイヤーメッシュ
1.440110μm

SPA-SSS

フィルター一体型キャリア

SUS 1.4404

25μm

SPA-WM

キャリア無し、フィルターのみワイヤーメッシュ
1.440110μm

HC2A-SM / HC2A-SM-HH
オーダーコードキャリア

SPA-SSSPA-SS-PTFE

フィルター

粒子サイズ

-100～200℃

温度範囲

フィルター無し、キャリアのみ
1.4301SPA-SS-WM

注意-50～100℃

PTFE,白色10μm

ワイヤーメッシュ
1.440110μm
25μm

SPA-SSS

フィルター一体型キャリア

SUS 1.4404

SPA-WM

キャリア無し、フィルターのみワイヤーメッシュ
1.4401-50～100℃-100～200℃
10μm

適用される温度範囲は、取り付けるプローブに依存します。
HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

P10

Accessory with HYGROCLIP 2HYGROCLIP2 シリーズ用フィルター
フィルターは、温湿度センサーを機械なダメージから保護する役割を持っています。また、フィルターはセンサーチップに悪影響を与える可能性をもった汚染物質からの防護機能としての一面もあります。測定環境に適した温湿度プローブとフィルターの『正しい組み合わせ』を選択する場合、考慮すべき多くの要素があります。高い流量、測定空気中の汚染物質、アルコールおよびメンテナンス周期、機械的な影響、バクテリア、結露、測定空気中の化学物質汚染および応答時間など、特定条件は要考慮事項の一部に含まれます。
プラスチック製フィルター

金属製フィルター

最大使用温度：120℃
センサーチップ保護用

最大使用温度：200℃
センサーチップ保護用

テフロン

ポリエチレン

MFD(薄膜)

ポリエチレン(スクリーン)

焼結

ワイヤーメッシュ

最大使用温度

200℃

100℃

120℃

120℃

200℃

200℃

微粒子物質からの保護性

✔✔

✔✔

✔

✔

✔

✔✔✔

✔

150μm

25μm

10μm

107050大気中の汚染物質からの保護性
応答性✓

細孔径10μm

40μm

最大風速

5050

✓=Low, ✓✓=Midium, ✓✓✓=High
オーダーコード

15

最大風速は、フィルターが破損しない風速ですフィルター

粒子サイズ

NSP-PCB-PE

ポリエチレン,灰色

20 µm

NSP-PCB-PE40ポリエチレン,白色

40 µm

NSP-PCB-WM

ワイヤーメッシュ

20…25 µm

NSP-PCB-TF

テフロン

10 µm

NSP-PCB-MFD

キャリア

ポリカーボネート,黒色

NSP-PCB-PP100ポリエチレン-50～100℃

150 µmフィルター無し

NSP-PCW-PE

ポリエチレン,灰色

20 µm

NSP-PCW-PE40

ポリエチレン,白色

40 µm

NSP-PCW-WM

ワイヤーメッシュ

20…25 µm

テフロン

10 µm

ポリカーボネート,白色NSP-PCW

NSP-PE

温度範囲

MFD

NSP-PCB

NSP-PCW-TF✓✓-50～100℃

フィルター無し

キャリア無し,フィルターのみ

20 µm-50～100℃

2μm-50～100℃

保護フィルター（微粒子/水分）NSP-POM-FD2POM,白色P11 HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

テフロン

Accessory with HYGROCLIP 2

HC2-IC / HC2-HK
オーダーコードキャリア

NSP-ME-WM
NSP-ME-SS

黄銅、ニッケルメッキ

NSP-ME-TF

フィルター

粒子サイズ

温度範囲

ワイヤーメッシュ,
DIN 1.4401

20…25μm-100～200℃

SUS DIN 1.44015μm-100～200℃

テフロン

10μm

-80～200℃

スペアパーツSP-M15

キャリア無し,フィルターのみ

ワイヤーメッシュ,
DIN 1.4401

20…25μm-100～200℃

SP-S15

キャリア無し,フィルターのみSUS DIN 1.44015μm-100～200℃

SP-T15

キャリア無し,フィルターのみ

テフロン

10μm

-80～200℃

HC2-IM / HC2-IE
オーダーコードキャリア

SP-MC15
SP-SC15

黄銅、ニッケルメッキ

SP-TC15

フィルター

粒子サイズ

温度範囲

ワイヤーメッシュ,
DIN 1.4401

20…25μm-100～200℃

SUS DIN 1.44015μm-100～200℃

テフロン

10μm

-80～200℃

フィルター無し,キャリアのみ-100～200℃

スペアパーツSP-MSB15

黄銅、ニッケルメッキ

SP-M15

キャリア無し,フィルターのみ

ワイヤーメッシュ,
DIN 1.4401

20…25μm-100～200℃

SP-S15

キャリア無し,フィルターのみSUS DIN 1.44015μm-100～200℃

SP-T15

キャリア無し,フィルターのみ

テフロン

10μm

-80～200℃

HC2-HP28/HP50
オーダーコード

キャリア

フィルター

粒子サイズ

温度範囲

ET-Z10

キャリア無し,フィルターのみ

SUS DIN 1.4401

5μm-40～85℃

オーダーコード

キャリア

フィルター

粒子サイズ

温度範囲

NSP-PCG-PE

ポリカーボネート,灰色

ポリエチレン,灰色20μm-40～85℃

HF3MP100A/400A
オーダーコード

キャリア

フィルター

粒子サイズ

温度範囲

SP-W3-25

ポリカーボネート,白色ワイヤーメッシュ

20μm-40～85℃

HC2-AW-USB, HC2-AW, BFC-UART
オーダーコード

詳細

ET-W24-Set

円環クリップ付きフラットワイヤーメッシュフィルター、HC2-AW用のØ24 mm（-USB）
細孔サイズ：20…25μm

HF1, CP11, CL11
オーダーコード

詳細NSP-PCB-PE-AZ

HF1、CP11、CL11、CF1用のポリカーボネートフィルター

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

P12

Accessory with HYGROCLIP 2

HYGROCLIP2 シリーズ用延長ケーブル
HC2およびHC2A用の延長ケーブルは、測定ポイントとオペレーションポイントが離れている場合などのHC2プローブと変換器、モニター、記録計の距離が離れているような測定アプリケーションで選択します。HC2延長ケーブルは、最大5メートルまでのオプションから選択します。
特長：適用範囲-40～90°
C
オーダーコード

外観図

寸法

コネクター付き2m延長ケーブル

15 ｍｍ

15 ｍｍ

E2-02A

12ｍｍ
58ｍｍ

111ｍｍ
2000ｍｍ＊ケーブル全長公差：±80mm

コネクター付き５m延長ケーブル

15 ｍｍ

15 ｍｍ

E2-05A

12ｍｍ
72ｍｍ

111ｍｍ
5000ｍｍ＊ケーブル全長公差：±150mm

ΦAC3001

12ｍｍ

17mm

7Pinコネクター
センサー接続側Φ

15 m mUSB端子付き2m延長ケーブル

75mm

72 mm
2800mm＊ケーブル全長公差：±120mm

P13 HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

USB接続端子52mm

HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERSHYGROCLIP2 Series-精度

精度の概念は相対湿度を温度に依存します。
ロトロニック社の精度仕様の概念は、Rotronic SCS基準器に対するHygroClipプローブの最大許容偏差を示しています。ロトロニック社の資料で示された精度は、ロトロニック社の技術者により調整を施された湿度と温度の校正値のみに適用されます。
検証済で定期的に管理/評価/監視されているプロセスから製造されたすべてのHygroClipプローブが、Rotronicが保有する標準器と一致することが保証されます。これに加えて、製品サンプルはそれぞれの生産バッチからランダムに集積され、SCS標準に対する精度が確認されます。

相対湿度
測定範囲における湿度測定の精度
HygroClip2-工業用プローブHC2A-IC / HC2A-IM / HC2A-IE / XD-インダストリアル
HygroClip2-標準プローブ

3回

HC2-HK / HC2-HP / HC2-HS

5分ｘ

HC2A-S（3）/ HC2A-SM / XD

連続負荷
Rotronic HC2A-工業用プローブは、最大190°Cまでの連続負荷を想定して設計されています。標準プローブは、最大100°Cまでです。
ピーク負荷：
200°
Cでのピーク負荷は5分ｘ3回です。
＊露点温度80℃dp以下で使用して下さい。

温度
測定範囲における温度の精度
HygroClip2-工業用プローブHC2A-IC / HC2A-IM / HC2A-IE / XD-インダストリアル
HygroClip2-標準プローブ

HC2A-S(3) / HC2A-SM / XD
HC2-HK / HC2-HP / HC2-HS＊10～30℃以外参考値

HUMIDITY AND TEMPERATURE PROBESP14HUMIDITY AND TEMPERATURE TRANSMITTERS

日本総発売元

代理店

ミッシェルジャパン株式会社
本社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006
TEL：0422-50-2600 FAX：0422-52-1700
大 阪 大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 〒564-0051
営業所 TEL：06-6378-2600 FAX：06-6330-1702
e-mail：info@michell-japan.co.jp

www.michell-japan.co.jp

記載内容及び仕様は、製品改善のため予告なく変更される場合があります。
製品に関する最新の情報は、ミッシェルジャパン株式会社までお問い合わせ下さい。
HC2A-L202011_500