マイクロウェーブ試料前処理システム
アクセサリー・消耗品カタログ

www.perkinelmer.co.jp

マイクロウェーブ試料前処理システム
目次
Multiwave 3000
マルチウェーブアクセサリー類------------------------------

3

ローター8用分解容器および付属品 (XF 100)------------------------------

4

ローター8用分解容器および付属品 (XQ 80)------------------------------

5

ローター8用アクセサリー------------------------------

6

ローター16用分解容器および付属品------------------------------

7

ローター16用アクセサリー------------------------------

8

ローター48用分解容器および付属品、アクセサリー------------------------------

9

乾燥ローター、 エバポレーションローター------------------------------

10

システムスペアパーツ------------------------------

11

Multiwave 3000 分解容器一覧------------------------------

12

Multiwave 3000 温度・圧力センサー一覧------------------------------

14

マルチウェーブアクセサリー類------------------------------

16

分解容器

------------------------------

17

分解容器ラック・分解容器・ローター------------------------------

18

Multiwave2マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000
マルチウェーブアクセサリー類
Multiwave3000は、サンプルの反応条件に最適なアプリケーションで、様々な反応容器で行なうことができます。
下記は利用できる反応容器の概要です。

MF50
アプリケーション例■水、排水、下水、スラッジ■植物、土、底質■EPA規格XF100
アプリケーション例■半導体■セラミックス■耐火性物質、鉱石■灰MF100

XQ80

アプリケーション例

アプリケーション例■水、排水、下水、スラッジ■食品（高脂肪）■植物、土、底質■プラスチック■EPA規格■オイル、グリース■医薬品、化成品

HF100
アプリケーション例■生体試料■金属、合金■岩石、ガラス
■石英

*型式
MF50
XF100
MF100
HF100
XQ80

容量[mL]
50 mL
100 mL
100 mL
100 mL
80 mL

動作圧力 温度上限
[℃]
[MPa]
PFA
2200 ºC
PTFE-TFM 6260 ºC
PTFE-TFM 2200 ºC
PTFE-TFM 4240 ºC
8300 ºC
石英
材質

分解量（目安）[mg]50-500 mg
100-1500 mg
100-1000 mg
100-1500 mg
50-500 mg

Mutliwave 3000

3

品番
JP04N3142511
JP04N3142345

N3142346

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 ローター8用分解容器および付属品
ローター8用分解容器および付属品（XF100）
高圧TFM分解容器セットXF100(100mL)
構成部品

品番
JP04N3142345
品番
JP04N3142353
JP04N3142350
JP04N3142349

123

保護容器キャップ（PEEK）
安全ディスクホルダーX
安全ディスクX

4

シールホルダー

XQ, XFで使用する保護容器キャップです。PEEK製。
安全ディスクを固定するためのホルダーです。
一定の圧力を超えると、ディスクが破れて分解容器内のガスを放出します。
XF100及びXQ80用シールホルダー。

5

センターリング

PEEK製。容器を中心位置に保ちます。

67シリンジコネクター
ベンチスクリュー 1個入891011

シールXF, HF, MF
TFM容器（100mL)
容器ジャケット(セラミック)
保護容器（PEEK）

分解時に発生したガスを放出するためのコネクターです。 JP04N3141022
N3141021
ベンチスクリューを開けて、分解時に発生したガスを分解容器内から安全に放出します。
TFM分解容器用のリップシールで、分解容器を密閉します。 N3141015
分解用の試薬にふっ酸を使用できます。
JP04N3141014
XF及びXQで使用する容器ジャケットです。
JP04N3142574
XF及びXQで使用します。PEEK製。
N3142352（センターリング付(N3142354)）
2,3,4,6,7,8の6点が8個ずつ含まれたセットです。
JP04N3142544

シールキット
(内訳)
N3141015
シールXF,HF, MR x 8
N3142349
安全ディスク x 8
N3142350
安全ディスクホルダーX x 8シリンジコネクター x 8
N3141022
N3141021
ベンチスクリュー x 8
N3142351
シールホルダー x 8(JP04N3141014 TFM容器は含まれて下りません)
TFM容器(100mL) 8本入
ベンチスクリュー 16個入

N3142351
JP04N3142354

JP04N3142548
N31424524マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 ローター8用分解容器および付属品
ローター8用分解容器および付属品 (XQ 80)
高圧石英分解容器セットXQ80(80mL)
構成部品
12
3

保護容器キャップ（PEEK）
安全ディスクホルダーX
安全ディスクX

45
67

シールホルダーセンターリング
シリンジコネクター
ベンチスクリュー 1個入

11

保護容器（PEEK）

1213

シールXQ
石英容器

XQシールキット(内訳)
N3141021
N3142349
N3142348
N3141022
N3142350
N3142351

様々なアプリケーション対応できる高圧タイプ（容器材質： 高純度石英ガラス）

品番N3142346

品番
XQ, XFで使用する保護容器のキャップです。 PEEK製
JP04N3142353
JP04N3142350
安全ディスクを固定するためのホルダーです。
JP04N3142349
一定の圧力を超えると、ディスクが破れて分解容器内のガスを放出します。
XF100及びXQ80用シールホルダー。
N3142351
PEEK製。容器を中心位置に保ちます。
JP04N3142354
JP04N3141022
分解時に発生したガスを放出するためのコネクターです。
N3141021
ベンチスクリューを開けて、分解時に発生したガスを分解容器内から安全に放出します。
XF及びXQで使用します。PEEK製。
N3142352（センターリングを含みます）
JP04N3142348
石英分解容器用のリップシールで、分解容器を密閉します。
XQで使用する分解容器、石英製であり、ふっ酸は使用できません。
JP04N3142347
TFM容器より高温・高圧の条件で、分解操作を行うことができます。
N3142545

ベンチスクリュー x 8
安全ディスク x 8
シールXQ x 8
シリンジコネクター x 8
安全ディスクホルダX x 8
シールホルダー x 8( *N3142347 石英容器は含まれておりません)
ベンチスクリュー 16個入

N3142452

5

ask

ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 ローター用アクセサリー
ローター8用アクセサリー
品番
高圧ローター8用温度プロー
ブ

注文時にはN3142410もしくはN3142411が必要です。

温度プローブシールキット （XF)

XF使用時に容器内部温度(最大260℃まで)を測定する温度プローブです。

N3142411

ask

温度プローブシールキット （XQ)

XF使用時に容器内部温度(最大280℃まで)を測定する温度プローブです。

N3142410

ask

構成部品
12

安全ディスクホルダーX
安全ディスクX

345シリンジコネクター
Tプローブ用シールホルダー
ベンチスクリュー 1個入
ベンチスクリュー 16個入Tプローブ用シール（XF100)
プローブサポートサファイア製プローブチューブ
Tプローブ用シール(XQ80)

6789

JP04N3142409

品番
安全ディスクを固定するためのホルダーです。
JP04N3142350
一定の圧力を超えると、ディスクが破れて分解容器内のJP04N3142349
ガスを放出します。
分解時に発生したガスを放出するためのホルダーです。JP04N3141022
センサー用のシールホルダーです。
N3142415
ベンチスクリューを開けて、分解時に発生したガスをN3141021
分解容器内から安全に放出します。
N3142452
N3141016
N3142416
N3142413
N3142412

6ask

ask
ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 ローター
ローター16用分解容器および付属品 (HF 100)
中圧TFM分解容器セットHF100(100mL)
構成部品
1
TFM容器
735

容器ジャケット（セラミックス）
シールXF, HF, MF
安全ディスクM&H

118安全ディスクホルダーM&H
スクリューキャップ9

ベンチスクリュー 1個入

10

シリンジコネクター

XF,HF,MF100で使用する分解容器です。
分解用の試薬にふっ酸を使用できます。

品番N3141012
品番
JP04N3141014

ask

HF100用
JP04N3141019
TFM分解容器用のリップシールで、分解容器を密閉します。
N3141015
一定の圧力を超えると、ディスクが破れて分解容器内のガスを JP04N3141017放出します。
JP04N3141023
安全ディスクを固定するためのホルダーです。
HFまたはMFで使用するシールホルダーで、スクリューキャップタイプ
JP04N3141020
です。
ベンチスクリューを開けて、分解時に発生したガスを分解容器内N3141021から安全に放出します。
分解時に発生したガスを放出するためのコネクターです。

JP04N3141022

ローター16用分解容器および付属品 (MF 100)
低圧TFM分解容器キット
構成部品
1
TFM容器

ルーチン及び品質管理試験のための低圧タイプ分解容器（容器材質：PTFE）

635容器ジャケット(PEEK)シールXF, HF, MF
安全ディスクM&H

118

安全ディスクホルダーM&H
スクリューキャップ9

ベンチスクリュー 1個入

10

シリンジコネクター

XF,HF,MF100で使用する分解容器です。
分解用の試薬にふっ酸を使用できます。

品番N3141011
品番
JP04N3141014

MF100用N3141018
TFM分解容器用のリップシールで、分解容器を密閉します。
N3141015
一定の圧力を超えると、ディスクが破れて分解容器内のガスを JP04N3141017放出します。
JP04N3141023
安全ディスクを固定するためのホルダーです。
HFまたはMFで使用するシールホルダーで、スクリューキャップタイプ
JP04N3141020です。
ベンチスクリューを開けて、分解時に発生したガスを分解容器内N3141021から安全に放出します。
分解時に発生したガスを放出するためのコネクターです。

JP04N3141022

ローター16用分解容器および付属品 (HF 100/MF 100共通)
HF / MF100 シールキット(内訳)
N3141021
ベンチスクリュー x 16
N3141017
安全ディスク M&H x 16
N3141015
シールXF, HF, MF x 16(＊ JP04N3141014 TFM容器は含まれておりません)
TFM容器(100mL) 8本入
ベンチスクリュー 16個入

JP04N3142543

JP04N3142548
N3142452

7

askaskマイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 ローター用アクセサリー
ローター16用アクセサリー
p/T（圧力/温度）センサー

MF,HF分解容器を使用したときの圧力と内部温度を測定するセンサーで、シールホルダーがスクリューキャップタイプです。

HF / MF100 シールキット(内訳)
ベンチスクリュー x 16
N3141021
安全ディスク M&H x 16
N3141017
N3141015
シールXF, HF, MF x 16(＊ JP04N3141014 TFM容器は含まれておりません)

4

構成部品
p/T(圧力/温度）センサー用
シール

5

安全ディスクM&H9ベンチスクリュー
ベンチスクリュー16個入シリンジコネクター
安全ディスクホルダーM＆H
サファイヤチューブMH
O-リング
p/T(圧力/温度）センサー用
シールホルダープローブサポートp/Tセンサー用キャピラリー
センサーモジュールキャップ
プローブサポート取付ツール

10111213
14151617

品番N3141005
JP04N3142543

品番
通常の分解容器リップシールと同様の仕様で、p/Tセンサーユニッ N3141016
トを使用する場合のリップシールです。
JP04N3141017
一定の圧力を超えると、ディスクが破れて分解容器内のガスを放出します。
ベンチスクリューを開けて、分解時に発生したガスを分解容器内からN3141021
N3142452
安全に放出します。
JP04N3141022
分解時に発生したガスを放出するためのコネクターです。
JP04N3141023
N3142013
p/Tセンサー用シールホルダーに使用するO-リングです。
N3142400
HFもしくはMF100使用時に、容器内部の温度と圧力を同時に測定する
N3142399ask
askセンサーです。シールホルダーはスクリューキャップタイプになっています。

N3142416
N3142014
N3142015
N3142456

17168

ask
ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 ローター48用分解容器および付属品
ローター48用分解容器および付属品（MF50)
構成部品
1234567

品番
JP04N3142511
N3142512
N3142513
N3142515
JP04N3142516
N3142517
N3142519
N3142531

分解容器セット
分解容器
MF50用容器シール
安全ディスク M50
容器ジャケット M50
スクリューキャップ
ベントパイプ
O-リング

ask
ask
ask
ask
ask
ask

ローター48用アクセサリー
P/TセンサーN3142507

校正部品

品番
N3142514
N3142520
N3142530
N3142532
N3141007
N3142533
N3142510

8910

センサー用シール
P/T センサー用ベントパイプ
センサー用シール成形ツール
プローブチューブ
マグネティックスターラー（別途、技術サービスによる据付が必要です）
撹拌子 PTFE製 D=4.5, L=12
容器ラック24本用

65327１104989ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 エバポレーションローター
エバポレーションローター・アクセサリー
12
3
456

品番
JP04N3142367
N3142374
N3142373
JP04N3142372
N3141030
N3141031

接続ホース
シリンジフィルター
スクリューキャップEVAP
シールEVAP
容器ホルダー
容器ホルダー用シール

10

ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 システムスペアパーツ
システムスペアパーツ
品番N3142453
N3141009
N3141010
N3142451
N3142450
N3142449
N3142454
N3141007
N3142422
N3142568

排気サイレンサー
シール成形器（8キャップ）
キーボード
石英製サンプリングボート用フック
石英製サンプリングボート
容器ラック16本用
消音フード
マグネティックスターラー (別途、技術サービスによる据付作業が必要です）
溶媒センサーアクセサリー (別途、技術サービスによる据付作業が必要です）
ベンチスクリュータップセット
XQ80用

シール形成器MF100,HF100,XF100用

11ask
ask
ask

ask
ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 分解容器一覧

XQ80

容器
名称

容量

材質

[mＬ]

XQ80
XF100
HF100
MF100
MF50

HF100/MF100

XF100

80
100
100
100
50

石英
TFM
TFM
TFM
PFA

MF50

動作

最大セット

分解量

液量

品番

圧力

温度

本数

(目安)

(最大)

(セット)

[g]

[mＬ]

88
16
1648

0.1～1.0
0.1～1.0
0.1～1.0
0.1～0.50.05～0.540505050
25

[MPa]

[℃]

86422300260
240200200

12

品番

N3142346 ask
JP04N3142345

N3141012 ask
N3141011 ask
JP04N3142511

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 分解容器一覧
製品名品番-セット品
XF100
HF100

品番
XQ80
N3142346

N3142345

N3141012

MF100

MF50

N3141011

N3142511

1 石英容器

JP04N3142347○××××

2 TFM容器

JP04N3141014

×○

○○×

3 PFA容器N3142512××××○

4 シールXQ

JP04N3142348○××××

5 シール XF, HF, MF

N3141015

×○○○×

6 シールMF50N3142513

××××

○

7 シールホルダー8N3142351

○

○

××

×

8 スクリューキャップ

JP04N3141020

××

○

○

×

9 スクリューキャップMF50

N3142517

×××

×

○

10 安全ディスクX

JP04N3142349

○

○

××

×

11 安全ディスクM&H

JP04N3141017

××

○

○

×

12 安全ディスクMF50

N3142515

×××

×

○

13 安全ディスクホルダーX

JP04N3142350

○

○

××

×

14 安全ディスクホルダーM&H

JP04N3141023

××

○

○

×

15 ベンチスクリュー

N3141021

○

○

○

○

×

ask

ask

ask

ask

16 シリンジコネクター

JP04N3141022

○

○

○

○

×

17 ベントパイプMF50

N3142519

×××

×

○

ask

18 OリングMF50シール用N3142531

××××

○

ask

19 保護容器 (PEEK)

N3142352

○

○××

×

20 保護容器キャップ (PEEK)

JP04N3142353

○

○×××

21 センターリング

JP04N3142354

○

○××

×

22 セラミックス製ジャケット100

JP04N3141019

××○

××

23 セラミックス製ジャケット100

JP04N3142574

×○

××

×

24 PEEK製ジャケット100

N3141018

×××○

×

25 PEEK製ジャケット50

JP04N3142516

××××

○

製品名品番

機能説明

1 石英容器

JP04N3142347

最も高温で使用できます。 ふっ酸は使用できません。

2 TFM容器

JP04N3141014

XF100,HF100,MF100で使用します。 ふっ酸処理が可能です。

3 PFA容器N3142512

4 シールXQ

JP04N3142348

石英容器のフタとして使用します。

5 シール XF, HF, MF

N3141015

TFM容器のフタとして使用します。

6 シールMF50

N3142513

PFA容器のフタとして使用します。

7 シールホルダー8

N3142351

ローター8システムで各部位をセットするための部品です。

8 スクリューキャップ

JP04N3141020

ローター16システムで各部位をセットするための部品です。

9 スクリューキャップMF50

N3142517

ask

MF50で使用します。

ローター48システム用のキャップです。

10 安全ディスクX

JP04N3142349

容器内圧が120barに達すると破損防止のため開放されます。

11 安全ディスクM&H

JP04N3141017

容器内圧が70barに達すると破損防止のため開放されます。

12 安全ディスクMF50

N3142515

容器内圧が30barに達すると破損防止のため開放されます。

13 安全ディスクホルダーX

JP04N3142350

安全ディスクXを固定する部品です。

14 安全ディスクホルダーM&H

JP04N3141023

安全ディスクMHを固定する部品です。

ask

ask

ask

ask

15 ベンチスクリュー

N3141021

16 シリンジコネクター

JP04N3141022

ローター8,16システムで処理操作後に開放し圧力を抜くために使用します。

17 ベントパイプMF50

N3142519

ローター48システムで処理操作後に開放した際にガスが通過します。

ask

18 OリングMF50シール用

N3142531

ローター48システムで容器を密閉するために使用します。

ask

19 保護容器 (PEEK)

N3142352

ジャケットをローター8システムにセットするために使用します。

分解操作中にシール等の孔を密閉する部品です。

20 保護容器キャップ (PEEK)

JP04N3142353

21 センターリング

JP04N3142354

ジャケットを保護容器の中央に固定するために使用します。

22 セラミックス製ジャケット100

JP04N3141019

TFM容器の耐圧性をHF100仕様とするための部品です。

23 セラミックス製ジャケット100

JP04N3142574

TFM容器の耐圧性をXF100仕様とするための部品です。

保護容器のフタとして使用します。

24 PEEK製ジャケット100

N3141018

TFM容器の耐圧性をMF100仕様とするための部品です。

25 PEEK製ジャケット50

JP04N3142516

PFA容器の耐圧性をMF50仕様とするための部品です。

13ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 温度・圧力センサー一覧

14マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave 3000 温度・圧力センサー一覧
製品名

品番－セット品 XQ用センサー
チューブ
Tプローブ

XF用センサーチューブ
PTセンサー

PTセンサーM50

N3142409

N3142410

N3142411

N3142507

N3141005

1 Tプローブ用キャップ

N3142441○××××

2 p/Tセンサー用キャップ

N3142015

×××○×

3 Tプロープ用温度計

JP04N3142414○

××××

4 p/Tセンサー用キャピラリー

N3142014

×××○×

5 p/TセンサーMF50用キャピラリー N3142542

×××

×

○

6 シールハスク

N3142416

×

○

○

○

○

ask

7 サファイヤチューブX

N3142413

×

○

○

×

×

ask

8 サファイヤチューブMH

N3142013

×××

○

×

ask

9 サファイヤチューブMF50

N3142532

×××

×

○

ask

10 安全ディスクX

JP04N3142349×

○

○

×

×

11 安全ディスクM&H

JP04N3141017×

×

×

○

×

12 安全ディスクホルダーX

JP04N3142350×

○

○

×

×

13 安全ディスクホルダーM&H

JP04N3141023×

×

×

○

×

14 ベンチスクリュー

N3141021

×

○

○

○

×

15 シリンジコネクター

JP04N3141022×

○

○

○

×

16 センサー用ベントパイプMF50

N3142520

××××

○

ask

17 センサー用シールXQ

N3142412

×

○××

×

ask

18 センサー用シール

N3141016

××

○

○×

ask

19 センサー用シールMF50

N3142514××××○

ask

20 センサー用シールホルダー8

N3142415

×

○

○×

×

ask

21 センサー用シールホルダー16

N3142399

×××

○

×

22 シールホルダー16用Oリング

N3142541

×××

○

×

XQ80システム

JP04N3142409AA×××

XF100システム

N3141005

A×A××

HF100システム

N3142507

×××

A

×

MF100システム

N3141011

×××

A

×

MF50システム

JP04N3142511××××

A

品番

機能説明

1 Tプローブ用キャップ

製品名

N3142441

感知した温度を装置側へ伝送します。

2 p/Tセンサー用キャップ

N3142015

感知した圧力、および温度を装置側へ伝送します。

3 Tプロープ用温度計

JP04N3142414

ローター8システムで温度を計測します。

4 p/Tセンサー用キャピラリー

N3142014

ローター16システムで温度を計測します。

5 p/TセンサーMF50用キャピラリー

N3142542

ローター48システムで温度を計測します。

ask

ask

ask

6 シールハスク

N3142416

センサー用チューブ類を固定するために使用します。

ask

7 サファイヤチューブX

N3142413

Tプローブ用温度計を保護するために使用します。

ask

8 サファイヤチューブMH

N3142013

PTセンサー用キャピラリーを保護するために使用します。

ask

9 サファイヤチューブMF50

N3142532

PTセンサーMF50用キャピラリーを保護するために使用します。

ask

10 安全ディスクX

JP04N3142349

容器内圧が120barに達すると破損防止のため開放されます。

11 安全ディスクM&H

JP04N3141017

容器内圧が70barに達すると破損防止のため開放されます。

12 安全ディスクホルダーX

JP04N3142350

安全ディスクXを固定する部品です。

13 安全ディスクホルダーM&H

JP04N3141023

安全ディスクMHを固定する部品です。

14 ベンチスクリュー

N3141021

分解操作中にシールなどの孔を密閉する部品です。

15 シリンジコネクター

JP04N3141022

ローター8, 16システムで処理操作後に圧力抜きをする開放口です。

16 センサー用ベントパイプMF50

N3142520

センサーを取り付けたMF50の圧力を抜く開放口です。

ask

17 センサー用シールXQ

N3142412

石英容器に温度センサーをセットする際に使用します。

ask

18 センサー用シール

N3141016

TFM容器にセンサーをセットする際に使用します。

19 センサー用シールMF50

N3142514

PFA容器にセンサーをセットする際に使用します。

ask

20 センサー用シールホルダー8

N3142415

ローター8システムでセンサーをセットするために使用します。

ask

21 センサー用シールホルダー16N3142399

ローター16システムでセンサーをセットするために使用します。

22 シールホルダー16用Oリング

N3142541

PTセンサーとシールホルダー16の漏れをなくす部品です。

15askマイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave
マルチウェーブアクセサリー類
マルチウェーブは、サンプルの反応条件最適なアプリケーションで、様々な反応容器で行なうことができます。
下記は利用できる反応容器の概要です。

HQ20
アプリケーション例■製薬■生物学、マイクロ試料■バイオポリマー

MF100
アプリケーション例■土壌、堆積物■灰、スラグ■金属、鉱石■ガラス、石英

HQ50
アプリケーション例■食品 (高脂質)■プラスチック、繊維■オイル、油脂、潤滑油、石炭
■色素

LF100
アプリケーション例■水、廃液■金属、合金■プラント材料■飲料

HF50
アプリケーション例■半導体■セラミックス
■酸化物
■地質物質

型式
HQ20
HQ50
HF50
MF100
LF100

容量[mL]
2050
50
100100

材質
石英
石英
TFM
TFM (PFA)
PFA

動作圧力[MPa]
75 気圧
75 気圧
75 気圧
30 気圧
20 気圧

温度上限
[℃]
300 ºC
300 ºC260 ºC260 ºC230 ºC

セット可能
本数
6 本まで
6 本まで
6 本まで
6 本まで12 本まで

Multiwave16

分解量（目安）[mg]
10-200 mg
100-1000 mg
50-500 mg
100-1500 mg
100-1000 mg

液量（目安）
[mL]
品番
6 mL
―
20 mL
B0502197
20 mL
B0511677
50 mL
B0511541
50 mL
B3140380

―
ask
ask
ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave
分解容器
分解容器一式は、反応容器、ねじ蓋、ライナー（必要に応じて）で構成されます。
HQ20
HQ50
HF50
A
石英容器 Q20(20mL)■
B
石英容器 Q50EW(50mL)■C
TFM高圧容器F50■
D
TFM中圧容器F100E
PFA低圧容器F100-PFA
F
TFM分解容器サポート50■
G
TFM分解容器サポート100
H
外部保護容器L-PEEK
I
Tiプラグ
■
■
K
安全ディスクH■■■
L
安全ディスクM
M
シール25(6枚入り）■■■
N
シール40(6枚入り）
O
容器保持プレート■■■Q
保護容器キャップPEEK■■■R
外部容器キャップL-PEEKMF100

■
A

LF100

A
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■
■

品番
B0511538
B0511674
B0511675
B0511532
B0511678
B0511676
B0511533
B3140382
B0502201
B0502202
B0511535
B0502203
B0511534
B0502204
B0502200
B3140383*B0511674 は B0502198（50mL石英）の代替品です。
■各圧力容器A – 代替可能

HQ20
高圧石英分解容器
20mL
ask

HF50 品番：B0511677
高圧 TFM分解容器
50mL
ask

17

LF100 品番：B3140380
低圧 PFA分解容器
100mL
ask

ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask
ask

マイクロウェーブ試料前処理システム
Multiwave
分解容器ラック
分解容器用のラック（PVC製）です。（6本がけ）
品番

価格

HQ20

B0511540

ask

HQ50 or HF50

B0511546

ask

MF100 or LF100

B0511546

ask

分解容器・ローター
品番

分解容器タイプ
HQ20

価格

B0502196

ask

ローター (ローター＋容器6個)

B0511679ask

有機・無機物対象用

B0511677

ask

微量マイクロ試料用
超微量分析用高温高圧耐性容器

HF50

高圧耐性容器(HF分解用)用
ローターのみB0502196

ask

HQ50

ローター (ローター＋容器6個)

B0502195

ask

ローターのみB0502196

ask

MF100

ローター (ローター＋容器6個)

B0511537ask

有機・無機物混合試料用

B0511541

ask

ローターのみB0502196

ask

ローター (ローター＋センサー容器1個＋圧力容器11個)

B3140386

ask** 簡易多試料対応用

B3140380

ask

B3140387ask

多目的大型容器（HF分解用）
LF100

耐性容器（HF分解用)
ローターのみ*Sensor Vessel

**

圧力容器

＊本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせ下さい。
＊記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
＊本カタログに掲載の価格には消費税が含まれておらず、有効期限は価格改定時までとなります。
＊仕様・外観・価格は予告なく変更される場合があります。

Copyright 2024 PerkinElmer Japan GKMay, 2024