取扱デジタル微差圧計
KS3200 シリーズ

説明書

目
１．概次

要 ................................................................................................................ ３

２．注意事項 ............................................................................................................ ３
３．外観・外形寸法図
３-１ 外観 ............................................................................................................ ４
３-２ 外形寸法図・パネルカット寸法図・電気接続図 ........................................... ４、５、６４．仕様 ................................................................................................................ ７，８５．各部の名称とその働き
５-１ 表示部及び操作キーの説明 ....................................................................... ９５-２ 設定手順 .................................................................................................... １０５-３ 各種設定値表示切替 .................................................................................. １１５-４ 強制ゼロ設定手順 ...................................................................................... １１５-５ 比較値設定時の最上位桁数値変更手順 .................................................... １１５-６ 端子説明 ..................................................................................................... １２６．パラメーター＜モード１＞................................................................................ １３

７．設定メニューの内容 ........................................................................................... １４，１５８．保証 ................................................................................................................ １６９．発注コード ......................................................................................................... １６

使用上の重要な情報が書かれています。
ご使用前に必ずよく読み、保管して下さい。

※ 本取扱説明書に記載の製品デザインや仕様は予告なく変更する場合がございます。

KS3200
1. 概 要本デジタル微差圧計 MODEL KS3200 シリーズは半導体圧力センサを内蔵し、印加された圧力値に比例したアナログ出力及び圧力表示をします。
比 較 出 力 は NPN トランジスタ出 力 方 式、PNP 出 力 方 式、絶縁型リレーから選択でき、3 種 類(Hi/Lo/Go) の比較動作が可能です。比較出力 Hi/Lo はヒステリシスモードで動作し，比較出力 Go はHi/Lo が共に OFF している時に ON するウィンドモードで動作します。また、本差圧計はアナログ出力(4 〜 20mA/1 〜 5VDC) を装備しており、電源は 24V で動作します。
なお、電源は内部回路とはアイソレーションされていません。
接続コネクタは日圧社の小型コネクタを使用しており、形状寸法は 24（H）×48（Ｗ）の DIN サイズです。
2. 注意事項● 高い信頼性が要求される機器に使用される場合は、これらの機器の信頼性および安全性維持のために適切な措置を講じた上でご使用ください。
● 静電気による破壊防止のため、必ず本製品に触れる前に人体に帯電した静電気を除去してください。
● 供給電源は定格を越えないようにご注意ください。故障や異常動作の原因になります。電源電圧
範囲は次に示す範囲です。24VDC（±10％）● 動力線、リレー、電磁弁、ソレノイドなど強力なノイズ発生源との同一配線は避けてください。誘導による誤動作の原因になります。
● 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
● 次に示すような場所での使用は、避けてください。
・腐食性ガスや可燃性ガスの発生するところ。
・水や油、塵埃や金属、塩分の多いところ。薬品がかかるところ。
・直射日光の当たるところ。周囲温度が 0 〜 50℃を超えるところ。
・湿気の多いところ。温度変化が急激で結露するようなところ。
・振動や衝撃が激しいところ。
・強力な電磁ノイズや高周波ノイズを発生する機器に近いところ。
● 圧力センサに過大圧がかからないように十分ご注意ください。
・通常運用時。
・ポートへのチューブ挿抜時。
・配管工事等。
● 仕様に示された規格以外での使用、又は改造された場合は、製品自体の保護性能が損なわれます。
また、機能・性能の保証も出来ませんので、ご留意ください。
● 背面の切換えスイッチは操作せず、通常時は必ずスイッチを G 側でご使用ください。リレー接続
で電源を COM に接続している時にスイッチを P 側に切り替えると機器が壊れます。その他の場
合は、スイッチが P 側になると電源が OFF になります。
３KS3200

3. 外観・外形寸法図
3-1 外観（前面）（上面）＜B8B-XH-A（日圧）コネクタータイプ＞（背面）

3-2 外形寸法図・パネルカット寸法図・電気接続図■外形寸法図■カバー/パネルカット寸法図＜B8B-XH-A（日圧）コネクター＞

４

KS3200■電気接続図（例）！ ・通電した状態で配線しないでください。本機が誤接続により損傷する場合があります。
・出力端子（アナログ出力）及び警報端子に接続する負荷の電圧・電流は、定格以内でご使用ください。
これを超えると温度上昇で製品寿命を短くしたり、本器の故障を招く恐れがあります。
・入力端子には、入力規格以外の電圧・電流を加えないでください。製品寿命を短くしたり、本器の故障を招く恐れがあります。

● NPNコンパレータ出力+24V

24V-24V
123456784-20mA Out

CHiHiGo
LoCOM
AOAO+
GND
24VDC1RELAY

2354B8B-XH-A

B
CE

1B

GoC

E

A

2V

1RELAY

354B

Lo

250

E

RELAY

2354● PNPコンパレータ出力
24V

124V
FUSE / 1A

2+E
E

E

Lo

1CB

Go4-20mA Out

RELAY

2354CBC

35424VB

HiRELAY

123456781Hi
Go
Lo
COM
AOAO+GND
24VDC

2A

B8B-XH-A
250

V

５RELAY354KS3200● リレー出力（電源コモン）
この接続で、本体背面切換えスイッチを P に切り替えると機器が故障します。絶対に切り替えないでください。

+24V

+

24V

-24V-

24V

24V
12345678Vcc4-20mA Out

1RL?

1HiGoLoCOM
AOAO+GND
24VDC

6213HiB

1163V

B

Go

14RL?

RELAY

250

E
C

354354A

4RL?

RELAY

2B8B-XH-A

C

RELAY

23546E
34CB

Lo

フォトモスリレーによる
光結合型アイソレーション

E● リレー出力（グランドコモン）
24V++

24V

-

24V-

24V

24V
12345678Vcc
4-20mA Out

1RL?

Hi
GoLo
COM
AOAO+
GND
24VDC

612B8B-XH-A

3C

HiB

163CB

1V

4RL?

34CLo

E

RELAY

2126E

B1354354250EGoA

4RL?

RELAY

フォトモスリレーによる光結合型アイソレーション

６RELAY354KS3200

4. 仕 様項仕目

型式名

KS3200圧力測定方法

半導体差圧式

受圧エレメント

半導体ピエゾ型

圧力レンジ

0-100〜5000 Pa、±100〜±5000 Pa

表示精度（※1）±1 %F.S ±1digit（500 Pa以上）

様

100 Pa=±3 %F.S、200 Pa=±2 %F.S、300 Pa=±1.5 %F.S ±1digit
適用媒体

空気及び非腐食性気体（粉塵無きこと）

耐圧力/破壊圧力

0-100〜1000、±100〜±1000：50 kPa / 80 kPa
0-2000〜5000、±2000〜±5000： 80 kPa / 550 kPa

電源電圧

24 VDC(±10 %） NEC (National Electrical Code) class2 又はLPS(Limited Power Source)

消費電流53 mA（アナログ出力20 mA、バックライト点灯時）※コンパレータ出力含まず

設定方式

デジタル設定方式

設定範囲0-100 %（最小設定単位１Pa)

ヒステリシス設定範囲

0-100 %（最小設定単位1 Pa)

出力数

３出力(Hi、Go、Lo）

出力形式[NPNトランジスタ・オープンコレクタ出力]

コンパレータ部

シンク電流：100ｍA 以下、抵抗負荷、（Vol=1.35V）最大印加電圧：24 VDC[PNPトランジスタ出力]（オプション）出力電圧は、入力電源電圧に準ずる
ソース電流：80mA以下（電圧降下：2V）[リレー出力 (オプション)]※SSR(Solid State Relay) UL508
接点：ノーマリーオープン N.O (1-Form-A)
オン抵抗：0.25Ω (max)
絶縁耐圧：3750 Vrms (min)オン電流：0.9 A（max）resistiv load.
最大印加電圧：24 VDC
出力表示

Hi / Go / Lo

ON/OFF ディレータイム 入力信号が設定値を越えて動作するまでの時間設定

表示部
アナログ出力その他機能

設定範囲※0000 秒〜9999 秒の範囲で任意設定

表示器

文字高 8 mm 7 セグメントLCD（バックライト有）

表示レート

0.1/0.5/1/2/5/10/20/30/60/180/300/600/1800/3600 秒より任意選択

極性表示

マイナス時のみ「−」を表示

オーバーフロー表示

入力≧110 %F.S. で表示ブリンク（1100 以上も表示）

ゼロサプレス
最下位桁ゼロ固定表示

最上位の桁「0」表示
10 ₀ 桁を「0」に固定表示

圧力表示精度

1.0 %F.S.±1digit〜

電流/電圧出力

4-20 ｍA / 1-5 V（オプション）

精度（※1）±1.0 %F.S〜

抵抗負荷350 Ω以下（標準負荷=250Ω）

分解能

4μA

強制ゼロ機能

測定値を強制的に「0」にし、その時の入力値を基準として測定する。無負荷時、ウォーミングアップ後に実施のこと。
※継続的に使用する場合は定期的に実施のこと（推奨）

プロテクト機能

設定した内容の保護、ON で内容変更不可

ローカット機能

入力圧力がある一定レベル以下の時に表示値を「0」にする※5 %F.S.以下の値で任意設定
７

KS3200
項目

仕環境

動作温度範囲0〜50 ℃（氷結無きこと）

動作湿度範囲35〜85 %RH（結露しないこと）

保存温度範囲

‑20 ℃〜+70 ℃

温度特性±0.1 %F.S./℃以下（0〜50 ℃）

使用環境

室内

使用高度

2000 m以内

使用環境汚染度

クラス2

保護等級

IP40（フロントパネルのみ）

ウォーミングアップ時間

5 分以上

様

サンプリングレート

0.1 秒

絶縁抵抗

100 ＭΩ以上（パネルＶＳ端子一括、DC500Ｖメガ）

耐電圧

500 VAC（パネルVS 端子一括、50/60Hz 1 分間）

圧力ポート

最大φ3.0 mm（耐熱ポリアミド）×2

電気接続[XHタイプ] 日圧：B8B-XH-A：8pin

ケース材質

ABS

外形寸法

24(H)ｘ48(W)ｘ70(D)mm

パネルカット寸法45×22.2 mm（許容値 ＋0.2 / ‑0.0 mm）
取付板厚 0.5 mm 〜 4 mm

重量約48ｇ

規格・認証

UL：E361798
CE：EN61326-1-2021
RoHS※１ ピエゾ抵抗シリコン圧力センサは材料の経年変化でオフセット、フルスケールスパン、圧力非線形性などが変動します。
精度を保つためには定期的なゼロアジャストおよび校正が必要です。

■ 精度について
圧力レンジ

表示精度

アナログ出力精度

0-100 Pa

±3 %FS ±1digit±3 %FS

0-200 Pa

±2 %FS ±1digit±2 %FS

0-300 Pa±1.5 %FS ±1digit±1.5 % FS

0-500 Pa

±1 %FS ±1digit±1 %FS

0-1000 Pa±1 %FS ±1digit±1 %FS

0-2000 Pa±1 %FS ±1digit±1 %FS

0-2500 Pa±1 %FS ±1digit±1 %FS

0-5000 Pa±1 %FS ±1digit±1 %FS±100 Pa±2 %FS ±1digit±2 %FS±200 Pa±1.5 %FS ±1digit±1.5 %FS±300 Pa±1 %FS ±1digit±1 %FS±500 Pa±1 %FS ±1digit±1 %FS±1000 Pa

±1 %FS ±1digit±1 %FS±2000 Pa

±1 %FS ±1digit±1 %FS±2500 Pa

±1 %FS ±1digit±1 %FS±5000 Pa

±1 %FS ±1digit±1 %FSFS : フルスケール

８

KS3200

５. 各部の名称とその働き
5-1 表示部及び操作キーの説明① 7 セグメントＬCＤ表示器② Hi 出力表示③ Go 出力表示④ Lo 出力表示⑥ シフトキー⑦ アップキー⑤ モードキー⑧ セットキー/ ゼロキー名称

機能内容①７セグメント

測定時は、測定値、入力モニター値、Hi 設定値、Lo 設定値を表示します。

LCD表示設定時には、設定メニュー、設定パラメータを表示します。

②Hi 出力表示

測定時、Hi 比較出力がＯＮするとHi 表示します。
※C1の比較条件を満たしているときに点灯します。

③Go 出力表示

測定時、Ｇo比較出力がＯＮするとGo 表示します。

④Lo 出力表示

測定時、Lo 比較出力がＯＮするとLo 表示します。
※C2の比較条件を満たしているときに点灯します。

⑤モードキー=M

SETキーを併用して、測定モードから設定モードに切り換えるためのキーです。
また、設定モード内のモードの切り換えを行うためのキーです｡

Mode1
Mode2

測定モード

M+S→S

M

M
設定モード

９アナログ出力
設定モード

動作条件
設定モード

比較条件
設定モード

比較値
設定
モード

（例）
モード1

M

M

KS3200
名称⑥シフトキー

機内

容

設定する数値の桁移動を行います。

１２３４⑦アップキー

能１２３４

１２３４

設定する内容の切り換え，設定する数値の変更を行います。
設定する項目の内容が測定値表示部に表示されます。
設定内容をアップキーで選択して、セットキーで設定します。
数値の設定を行う際には設定する桁がブリンクします。
アップキーを押すことによりブリンクしている桁の数値がインクリメント動作します。
１２３４⑧セットキー=S

１９３４

設定モード内の設定項目の切り換えのためのキーです。
設定されたデータ、項目はセットキーで設定されます。

測定

Mode1
Mode2

１３３４

SET キーで切り換わります。
メインループ

（例）
モード1

項目1
S

項目2
S

項目ｎS

5-2 設定手順
設定モードでは、（Mode+Setを長押し）測定は停止し比較動作、アナログ出力動作は保持されます。
メインループの移動はＭキー（モードキー）で、各項目のステップはＳキー（セットキー）で行います。
測定モードから設定モードへ移る時は、Ｍキーを押しながらＳキーを押します。
設定モードから測定モードに戻った際の移動平均値は、設定モードに移る前に計測したデータと測定モードに戻った際の計測データにより算出されます。
● 設定変更時、以前のデータを残して表示します。
● 1つの設定モード内で項目を設定中、Ｍキーを押すとメインループの次の設定モードに移ります。

１０KS3200

5-3 各種設定値表示切換

計測モード

1分後

1分後

1分後

≪例≫Mode1≪例≫比較値設定≪例≫Hi値設定

各種設定値表示中、キーの操作がなければ１分後に測定モードにもどります。

5-4 強制ゼロ設定手順

以外のキー（強制ゼロのキャンセル）
測定表示値が”0000”表示にシフト

表示値が”0002”
でブリンク

測定値
表示（例：0002）

キーを５秒以上押し続けます。

強制ゼロ値は電源を切ってもバックアップされます。
※オーバーフローで表示が点滅している時は、強制ゼロ動作は受け付けません。
※表示がブリング状態のときは計測を行いません。UP/Zeroを押した後は、必ずSet（Zero設定）、Mode、Shift（キャンセル）キーを押してブリンク状態を解除してください。

5-5 比較値設定時の最上位桁数値変更手順
００００

１０００

８０００

９０００

−９０００

−１０００

−００００１１

KS3200

5-6 端子説明● XHタイプ
日圧：B8B-XH-A（背 面）

切換えスイッチ（メンテナンス用）

圧力ポート
（＋）
圧力ポート
（−）
PG

※通常はスイッチを G 側でご使用ください。
※リレー接続で電源を COM に接続している時にスイッ
チを P 側に切り替えると機器が壊れます。
その他の場
合はスイッチが P 側になると電源が OFF になります。

端子１〜８端子番号

端子名

１（茶）

Hi

機能内容
Hi 比較出力用端子です。
ＮＰＮトランジスタ・オープンコレクタ出力、PNPトランジスタ出力、又はリレー出力です。Hi状態がON時に出力します。

２（赤）Go (Good)

Go 比較出力用端子です。
ＮＰＮトランジスタ・オープンコレクタ出力、PNPトランジスタ出力、又はリレー出力です。Hi、Lo共にOFF状態の時にＯＮします。

３（橙）

Lo

Lo 比較出力用端子です。
ＮＰＮトランジスタ・オープンコレクタ出力、PNPトランジスタ出力、又はリレー出力です。Lo状態がON時に出力します。

４（黄）ＣＯＭ５（緑）ＡＣＯＭ（−）

アナログ出力のコモン端子です。

６（青）ＡＯＵＴ（＋）

アナログ出力端子です。

７（紫）

Ｖ（−）

電源の０Ｖ入力端子です。

８（灰）

Ｖ（＋）

電源の＋側入力端子です。DC24V を接続します。

Hi/Go/Lo 比較出力のコモン端子です。

１２

KS3200

６.パラメーター一覧
6-1 パラメーター ＜モード1＞
ィ䝕䝣䜷䝹䝖್䝰䞊䝗＋௵ពྍኚ್

（２秒長押し）⾲♧䈜㻌タᐃ್䛿㻌䠤䡅್㻌䠚㻌㻸㼛್㻌䛾䛣䛸ẚ㍑್タᐃ

ẚ㍑᮲௳タᐃ

㻴㼕್タᐃ

㻸㼛್タᐃ

䠴㻌䠴㻌䠴㻌䠴䠴㻌䠴㻌䠴㻌䠴㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃ㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃ㼁㼜䜻䞊䛷タᐃ㻴㼕䛾᪉ྥ㻴㼕䛾䝠䝇䝔䝸䝅䝇㻴㼕䛾ฟຊㄽ⌮ഛ⪃㻕㻌㼞㼡㼚䛿タᐃ್䜢ಖᏑ䛧䚸㻯㼛㻹㻼䝯䝙䝳䞊䛻᥎⛣䚷䚷䚷䚷㻱㻿㻼䛿タᐃ್䜢ಖᏑ䛧䚸ィ 䝰䞊䝗䛻᥎⛣ഛ⪃㻕㻌䠍䠻䠍䛿㻭᥋Ⅼ㻦㻌㼚㼛㼞㼙㼍㼘㻌㼛㼜㼑㼚䠍䠻䠌䛿㻮᥋Ⅼ㻦㻌㼚㼛㼞㼙㼍㼘㻌㼏㼘㼛㼟㼑䠴㻌䠴㻌䠴㻌䠴㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㻸㼛䛾᪉ྥ㻸㼛䛾䝠䝇䝔䝸䝅䝇㻸㼛䛾ฟຊㄽ⌮ഛ⪃㻕㻌䠎䠻䠍䛿㻭᥋Ⅼ㻦㻌㼚㼛㼞㼙㼍㼘㻌㼛㼜㼑㼚䚷㻌䠎䠻䠌䛿㻮᥋Ⅼ㻦㻌㼚㼛㼞㼙㼍㼘㻌㼏㼘㼛㼟㼑䠴㻌䠴㻌䠴㻌䠴㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㻳㼛䛾ฟຊㄽ⌮ẚ㍑್㐜ᘏẚ㍑ฟຊタᐃ䝤䝸䞁䜽タᐃ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ䈜䠍㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥഛ⪃㻕㻌䠣䠻䠍䛿㻭᥋Ⅼ㻦㻌㼚㼛㼞㼙㼍㼘㻌㼛㼜㼑㼚䚷㻌䠣䠻䠌䛿㻮᥋Ⅼ㻦㻌㼚㼛㼞㼙㼍㼘㻌㼏㼘㼛㼟㼑䠄⛊䠅ഛ⪃㻕㻌㻌䛂䡋䡊䠊䡀䛃䠖タᐃ್䜢㉸䛘䛶䛛䜙䛾཯ᛂ᫬㛫䚷䚷䚷䚷䛂䡋䠢䠢䠊䡀䛃䠖タᐃ್䜢ୗᅇ䛳䛶䛛䜙䛾཯ᛂ᫬㛫䠴㻌䠴㻌䠴㻌䠴䈜䝃䞁䝥䝸䞁䜾䝺䞊䝖≦⾲♧䝺䞊䝖䛷タᐃ䛾䛣䛸㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃືస᮲௳タᐃᙉไ䝊䝻㻸㼛㼣䜹䝑䝖⋡䝃䞁䝥䝸䞁䜾䝺䞊䝖䠄䠂䠅䠄⛊䠅䠴㻌䠊䠴㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃ⾲♧䝺䞊䝖䠄⛊䠅䠌䠊䠍㻌䡚㻌䠏䠒䠌䠌㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ䈜㻜㻚㻜䡚㻡㻚㻜㻑㛫䛷タᐃ䝊䝻䝃䝥䝺䝇᭱ᑠ᱆ᅛᐃ䝥䝻䝔䜽䝖㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥഛ⪃㻕㻌㻯㼍㻚㼛㻲᫬䛿㈇Ⲵ᩿⥺᫬㼘㻚㼑㼞㼞⾲♧䛫䛪䛻ືస䚷䚷䚷䚷㻯㼍㻚㼛㼚᫬䛿㈇Ⲵ᩿⥺᫬㼘㻚㼑㼞㼞⾲♧䜰䝘䝻䜾ฟຊ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥ䈜᩿⥺᳨ฟタᐃ䝯䝙䝳䞊䛿㟁ὶฟຊ䝍䜲䝥䛾䜏⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹⛣ືᖹᆒᅇᩘ䠄ᅇ䠅㻝㻌䡚㻌䠎㻌䠑㻌䠑ഛ⪃㻕㻌㻜㻜㻝䡚㻞㻡㻡ᅇ䛾⠊ᅖ䛷タᐃ䠄㻜㻜㻝䛿⛣ືᖹᆒ↓䛧䠅㻿㼔㼕㼒㼠㻛㼁㼜䜻䞊䛷タᐃฟຊ䝍䜲䝭䞁䜾㼁㼜䜻䞊䛷㑅ᢥィഛ⪃㻕㻌㻿㻭㻼㻸䠖⏕್䜢㻿㻼㻸㻚㼞䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷ฟຊ䛩䜛㼐㼕㻿㻼䠖⾲♧䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷ᖹᆒ໬䜒཯ᫎ䛧䛶ฟຊ䛩䜛㻭㻿㻼㻸䠖㻿㻼㻸䛾䝍䜲䝭䞁䜾䛷ᖹᆒ໬䜒཯ᫎ䛧䛶ฟຊ䛩䜛䝰䞊䝗

１３

KS3200

７.設定メニューの内容
メニュー表示内

容

設定モードの中の「比較値設定モード」であることを表します。
Hi の比較設定値を設定します。
１＿Ｈの場合は上限比較動作となり、１＿Ｌの場合は下限比較動作となります。
１＿Ｈか１＿Ｌの比較動作条件は、「比較条件設定モード」の中で選択設定します。
キーで桁移動、キーで値を設定します。設定する数値の桁が点滅します。

−９９９９〜＋９９９９digits の範囲で数値設定可能です。
Lo の比較設定値を設定します。
２＿Ｈの場合は上限比較動作となり、２＿Ｌの場合は下限比較動作となります。
２＿Ｈか２＿Ｌの比較動作条件は、「比較条件設定モード」の中で選択設定します。
キーで桁移動、キーで値を設定します。設定する数値の桁が点滅します。

−９９９９〜＋９９９９digits の範囲で数値設定可能です。
設定モードの中の「比較条件設定モード」であることを表します。
Hiの比較動作条件を設定します。
キーで設定します。
１＿Ｈ：上限比較動作を設定します。
１＿Ｌ：下限比較動作を設定します。
Hi 出力が、ＯＮからＯＦＦに復帰する時のヒステリシス値を設定します。
キーで桁移動、キーで値を設定します。

設定する数値の桁が点滅します。
出力論理の設定が出来ます。1̲1 の時には正論理で出力、1̲0 の時には負論理で出力します。
リレー出力の場合、1̲1 の時にはノーマリーオープンで出力、1̲0 の時にはノーマリークローズで出力します。
Lo の比較動作条件を設定します。
キーで設定します。
２＿Ｈ：上限比較動作を設定します。
２＿Ｌ：下限比較動作を設定します。
Lo 出力が、ＯＮからＯＦＦに復帰する時のヒステリシス値を設定します。
キーで桁移動、キーで値を設定します。

設定する数値の桁が点滅します。
出力論理の設定が出来ます。2̲1 の時には正論理で出力、2̲0 の時には負論理で出力します。
リレー出力の場合、1̲1 の時にはノーマリーオープンで出力、1̲0 の時にはノーマリークローズで出力します。
出力論理の設定が出来ます。G̲1 の時には正論理で出力、G̲0 の時には負論理で出力します。
リレー出力の場合、1̲1 の時にはノーマリーオープンで出力、1̲0 の時にはノーマリークローズで出力します。
※フェールセーフで使用する場合は0=負論理で使用してください。
Hi 及びLo の出力が、OFF からON 又はON からOFF に動作する時のディレータイムを設定します。
ｏｎ.ｄ ：OFF からON に動作する時のディレータイムを設定します。
ｏＦＦ.ｄ：ON からOFF に動作する時のディレータイムを設定します。
キーで設定します。
ディレータイムは、０〜９９９９秒の範囲で数値設定可能です。
キーで桁移動、キーで値を設定します。

１４

KS3200
メニュー表示内容
比較出力Hi、Lo、Goのオンオフを設定できます。

キーで設定します。

ＡＬ．ｏｎ ：比較出力します
ＡＬ．ｏＦ ：比較出力しません
比較出力Hi、Loがオンの時にバックライトをブリンク（点滅）させることが出来ます。
キーで設定します。
ｂＬ．ｏｎ ：比較出力時にバックライトがブリンクします。
ｂＬ．ｏＦ ：比較出力時にバックライトがブリンクしません。
動作条件設定モードであることを表します。
強制ゼロの機能を使うのを継続するか解除するかの設定をします。
キーで設定します。
０.ｏｎ ：使うのを継続する場合に設定します。
０.ｏＦＦ：使うのを解除する場合に設定します。
ゼロ付近の誤差を最大5％までカットするモードです。
測定のサンプリングレートを表示します。
0.1 秒で測定します。
表示のリフレッシュレートを設定します。
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/30/60/180/300/600/1800/3600 秒の中から選択設定します。
ゼロサプレスをするかしないかを設定します。

キーで設定します。

Ｓ.ｏｎ ：ゼロサプレスする場合に設定します。
0Ｓ.ｏＦＦ：ゼロサプレスしない場合に設定します。
１０ 桁の「０」固定表示をするかしないかを設定します。
キーで設定します。
Ｆ.ｏｎ ：「０」固定表示する場合に設定します。
Ｆ.ｏＦＦ：「０」固定表示しない場合に設定します。
設定モードでの設定パラメータの変更ができないように，プロテクトするかしないかを設定します。
キーで設定します。
Ｐ．ｏｎ ：プロテクトする場合に設定します。
（変更不可）。
Ｐ．ｏＦＦ：プロテクトしない場合に設定します。
（変更可）。
アナログ出力を選択します。

キーで設定します。

ｏｎ ：アナログ出力有り。
ｏＦＦ：アナログ出力無し。
断線検出機能：電流出力仕様時、機能をonにすることでAout,Acom端子に対向機器が接続されているかどうかを検知することができます。
もし接続されていなければ画面に「i.Err」と表示されます。
CA.ON：断線検出機能On
CA.ON：断線検出機能OFF→アナログ出力タイミングを選択します。

キーで設定します。

ＳＡＰＬ：0.1 秒毎に生値を出力します。
ｄｉＳＰ：表示リフレッシュ設定に同期し移動平均された値を出力します。
ＡＳＰＬ：0.1 秒毎に移動平均された値を出力します。
移動平均の回数を設定します。平均値は000〜255回の範囲で設定可能です。
キーで桁移動、キーで値を設定します。

圧力表示は、移動平均した結果を表示します。

１５

KS3200

８. 保 証

本製品の保証期間は納入日より１年間です。
この間に発生した故障で明らかに原因が弊社にあると判断される場合は、無償で修理いたします。
修理方法は、弊社へ送り返していただいて修理する、引き取り修理とさせていただきます。
できるだけ詳しい故障内容のメモを添付していただくと修理がはやくなります。
次に示すような内容の場合は、保証の対象外とさせていただきますので、ご了承ください。
1) 不適当な取り扱いや使用による故障または破損。
*特に圧力ポート部分は細くなっておりますので過負荷による破損にご注意ください。
2) 弊社以外での修理や改造による故障。
3) 異常電源電圧に起因する故障。
4) 火災、地震、水害などの災害による故障または破損。
5) 本製品の故障により誘発された損害。

９. 発注コードタイプ

KS3200① 測定レンジ② 出力③ コネクター④ コンパレータ比較出力⑤ コネクターケーブル⑥ オプション

500Pa

IN

NCN

I ：4-20mA
V：1-5V

N：B8B-XH-A（日圧）

N：無し
C ：有り

N ：無し
G ：ポートガード付（差圧） 100Pa
200Pa
300Pa
500Pa
1000Pa2000Pa2500Pa
5000Pa（連成圧）±100Pa±200Pa±300Pa±500Pa±1000Pa±2000Pa±2500Pa±5000Pa
その他

N ：NPNP ：PNPR ：絶縁型リレー【注】連成圧のレンジ選択をした場合、出力信号は-F.S.=4mA(1V)、+F.S=20mA(5V)となります。

（南森町八千代ビル7F）

e-mail: sales-tokyo@krone.co.jp

URL: http://www.krone.co.jp
OM40154-0024-04 2024/9