Data sheet
testo 440
testo 440 dP

マルチ環境計測器
testo 440/440 dP

°C

CO%RH

CO2m/sLux

スマートな操作性: 1台であらゆるアプリケーションに対応す
る、わかりやすい測定メニューで直感的な操作が可能
無線対応: Bluetooth 対応プローブとハンドルで、ケーブルに制限されない効率の良い測定を実現
省スペース: 用途に応じて無線/有線ハンドルを接続、フレキ
シブルにプローブヘッドを交換可能

hPa

見やすいカラーディスプレイ: カラーディスプレイで、1画面に3測定項目を同時に表示
高い信頼性: 最大7,500測定データを本体内蔵メモリに保存、USBインタフェースでデータのエクスポートや測定値のプリントアウトも思いのままさまざまな BluetoothTM /ケー
ブルプローブに対応

testo 440 はコンパクトで軽量なボディと直感的に操作可率的に、より確実に実行可能になりました。レポートはUSB

能な測定メニューで、あらゆるIAQ（室内空気質）パラメーインタフェース経由でエクセルファイルにエクスポートしたタを測定することができます。testo 440があれば、空調、り、現場でプリントアウトすることもできます。

換気システムに関わるすべての測定業務を実行・管理することができます。

testo 440 には２つのバージョンがあります。
testo 440 dP には、差圧センサが内蔵されています。こtesto 440 は新たに開発された環境計測センサに加え、従れによりフィルタ、ピトー管およびKファクタの測定が可能

来の温度プローブ、testoのスマートプローブなど、最大でになります。

約50種類のプローブに接続可能です。ダクトや吸排気口、Kファクタ、乱気流度、冷暖房負荷、かび検出モードなどわかりやすく構成された測定メニューは機器に内蔵されています。 このメニューにより、測定作業はより迅速に、より効www.testo.com

testo 440

マルチ環境計測器 testo 440

testo 440

testo 440 dP・testo 440 本体
・乾電池
・USBケーブル
・出荷検査書・testo 440 dP 本体
・乾電池
・USBケーブル
・差圧測定用ホース・出荷検査書

型番： 0560 4401

型番： 0560 4402

テクニカルデータtesto 440
testo 440

testo 440 dP

温度 (NTCサーミスタ接続時)
測定範囲
精度 (±1 digit)-40 ～ +150 °C±0.4 °C (-40 ～ -25.1 °C)±0.3 °
C (-25 ～ +74.9 °C)±0.4 °
C (+75 ～ +99.9 °C)
測定値の±0.5% (その他の範囲)

分解能

0.1 °
C
testo 440用の有線デジタルプローブおよび NTC プ
ローブはすべて TUC (Testo Universal Connector)で接続できます。

温度 (熱電対TC)
測定範囲
精度 (±1 digit)-200 ～ +1370 °C±(0.3 °
C + 測定値の0.3% )

分解能

0.1 °
C

差圧
測定範囲

-150 ～+150 hPa

精度 (±1 digit)±0.05 hPa
(0 ～1.00 hPa)±0.2 hPa + 測定値の1.5%(+1.01 ～ +150hPa)–

分解能

0.01 hPa

プローブ接続K熱電対

1x

NTC TUC / 有線デジ
タルプローブ1x

プローブ接続数
差圧

無線（Bluetooth）x 1
または testo スマートプローブ x 1–+一般テクニカルデータ
動作温度-20 ～ +50 °C

保管温度-20 ～ +50 °C

バッテリ

3 x AA バッテリ

バッテリ稼働時間
質量
外形寸法

約12 時間250 g
154 x 65 x 32 mm

testo 440

マルチ環境計測器 testo 440 セット
testo 440 dP セット
testo 440 dP 風速プローブコンボセット 1

testo 440 dP 風速プローブコンボセット 2

・ testo 440 dP 本体

・ testo 440 dP 本体

・ 圧力測定用ホース

・ 圧力測定用ホース

・ USBケーブル・ USBケーブル・ Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド（0635 9432）

・ 温湿度プローブヘッド（0636 9730）

・ 出荷検査書

・ 直角アダプタ

型番： 0563 4409

型番： 0563 4410

・ ソフトケース（0516 4401）

・ HVAC用アタッシュケース

・ 乾電池

・ ACアダプタ・ マルチプローブ（0635 1571）
・ 直角アダプタ・ Ø 16 mmベーン式風速プローブ（0635 9571）

・ Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド（0635 9432）

・ 出荷検査書

testo 440 セット
testo 440 風速プローブセット 1

testo 440 風速プローブセット 2

・ testo 440 本体

・ testo 440 本体

・ 専用ソフトケース

・ 専用ソフトケース・ USBケーブル・ USBケーブル

・ 乾電池

・ Ø 100 mmベーン式風速プローブ（0635 9431）
・ 熱線式風速プローブ（0635 1032）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4406

・ 乾電池

・ Ø 100 mmベーン式風速プローブ（0635 9431）
・ Ø 16 mmベーン式風速プローブ（0635 9532）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4407

testo 440

マルチ環境計測器 testo 440 セット
testo 440 セット
testo 440
熱線式風速計セット

φ16mm ベーン式風速計セット

・ 専用ソフトケース

・ 専用ソフトケース・ testo 440 本体
・ 乾電池

・ USBケーブル・ 熱線式風速プローブ（0635 1032）
・ 出荷検査書

testo 440・ testo 440 本体
・ 乾電池

・ USBケーブル・ Ø 16 mmベーン式風速プローブ（0635 9532）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4400

型番： 0563 4401

testo 440
φ100mm ベーン式風速計セット

testo 440
快適度セット・ testo 440 本体

・ testo 440 本体

・ 専用ソフトケース
・ 乾電池

・ USBケーブル・ Ø 100 mmベーン式風速プローブ（0635 9431）
・ 出荷検査書

・ 専用ソフトケース
・ 乾電池

・ USBケーブル・ IAQプローブ（0632 1551）

・ 熱線式無指向性プローブ（0628 0152）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4403

型番： 0563 4408

testo 440
IAQセット

testo 440
温湿度計セット・ 専用ソフトケース

・ 専用ソフトケース・ testo 440 本体

・ 乾電池

・ USBケーブル・ IAQプローブ（0632 1551）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4405

testo 440
照度計セット・ testo 440 本体

・ 専用ソフトケース
・ 乾電池

・ USBケーブル・ 照度プローブ（0635 0551）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4402

・ testo 440 本体
・ 乾電池

・ USBケーブル

・ 温湿度プローブ（0636 9731）
・ 出荷検査書

型番： 0563 4404

testo 440

デジタル風速プローブ
プローブ

測定範囲精度

分解能

型番

デジタル風速プローブ
マルチプローブ（90°屈折タイプ）
無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプ
タ付

570～1,000mm
Ø 16mmマルチプローブ（90°屈折タイプ）
有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプ
タ付
マルチプローブヘッド（90°屈折タイプ）

Ø 9mm
570～1,000mm
Ø 9mm

Ø 16mm1)

230mm
Ø 9mm

Ø 16mmベーン式風速プローブ
無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプ
タ付

Ø 16mm

Ø 16mm
570～1,000mm

Ø 16mm

Ø 16mm

0.6～50 m/s
C-10～+70 °1)±（0.2 m/s + 測定値の1%）（0.6～40 m/s）±（0.2 m/s + 測定値の2%）（40.1～50 m/s）
±1.8 °
C0.1 m/s
C0.1 °

Ø 16mm
300～850mm
Ø 9mm

Ø 12mm

Ø 16mmベーン式風速ベーン式プローブ
固定ケーブル式

300～850mm
Ø 12mm微風速プローブ
固定ケーブル式

0635 1572

0635 1570Ø 16mm
150mm
Ø 10mm±（0.03 m/s + 測定値の4%）（0～20 m/s）
0～30 m/s
0.01 m/s±（0.5 m/s + 測定値の5%）CC-20～+70 °0.1 °（20.01～30 m/s）
700～1,100 hPa ±0.5 °0.1 hPaC±3 hPa

0.6～50 m/s±（0.2 m/s + 測定値の1%）（0.6～40 m/s）±（0.2 m/s + 測定値の2%）（40.1～50 m/s）

0635 9572

0635 9570

230mm

熱線式風速プローブ
固定ケーブル式

0635 1571

0635 9571

570～1,000mm

Ø 16mmベーン式風速プローブ
有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプ
タ付
Ø 16mmベーン式風速プローブヘッド±（0.03 m/s + 測定値の4%）（0～20 m/s）±（0.5 m/s + 測定値の5%）（20.01～30 m/s）
0.01 m/s
0～50 m/s±0.5 °
C（0～+70 °C）CC
0.1 °-20～+70 °±0.8 °
C（-20～0 °C）
0.1% RH
5～95% RH
±3.0% RH（10～35% RH）
700～1,100 hPa ±2.0% RH（35～65% RH） 0.1 hPa±3.0% RH（65～90% RH）±5%RH（その他の測定範囲）±3 hPa0.1 m/s±（0.02 m/s + 測定値の5%） 0.01 m/s
0～5 m/s（0～5 m/s）
CC0～+50 °
0.1 °C
±0.5 °
700～1,100 hPa ±3 hPa0.1 hPa

0635 1032

0635 9532

0635 1052

開口部の大きなダクトには、プローブに伸縮ロッドを組み合わせてのご使用をお勧めします。さらに大きいダクトには非伸縮延長ロッド（0554 0990）を接続することで、最大２ｍまで延長可能です。
0635 9371

高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ
無線ハンドル、接続アダプタ付

Ø 100mm

高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ
有線ハンドル、接続アダプタ付
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ
ヘッドØ 100mm±（0.1 m/s + 測定値の1.5%）
0.01 m/s（0.1～15 m/s）
C
0.1 °±0.5 °
C

Ø 100mm0635 9431
Ø 100mm

Ø 100mmベーン式風速プローブ
有線ハンドル、接続アダプタ付

Ø 100mm1)

0.3～35 m/s
C-20～+70 °±（0.1 m/s + 測定値の1.5%）（0.3～20 m/s）
0.01 m/s±（0.2 m/s + 測定値の1.5%）
C
0.1 °（20.01～35 m/s）
±0.5 °
CØ 100mm

高所にある給排気口は、Ø 100mmベーン式プローブに伸縮ロッドと直角アダプタ（0550 0960）を接続することで、効率よく測定できます。

有線ハンドル（0554 2222）または Bluetooth® 対応無線ハンドル（0554 1111）のご使用には、別途接続アダプタ（0554 2160）が必要となります。

1) 0635 9372

0635 9370

1)Ø 100mmベーン式風速プローブ
無線ハンドル、接続アダプタ付

Ø 100mmベーン式風速プローブヘッド

0.1～15 m/s
C-20～+70 °0635 9432

0635 9430

testo 440

デジタルプローブ＆アクセサリ
プローブ

測定範囲精度

分解能

型番

デジタル温湿度プローブ
温湿度プローブ
無線ハンドル付

290mm

温湿度プローブ
有線ハンドル付

290mm

温湿度プローブヘッド

0636 9731

Ø 12mm

Ø 12mm0～100% RH
C-20～+70 °±2% RH（5～90% RH）
C±0.5 °

0.1% RH
C0.1 °

0636 9730140mm2)0636 9732

Ø 12mm

高精度温湿度プローブ
無線ハンドル付

290mm

高精度温湿度プローブ
有線ハンドル付

290mm

高精度温湿度プローブヘッド

0636 9771
Ø 12mm

Ø 12mm0～100% RH
C-20～+70 °

140mm2)Ø 12mm180 °C 高温用温湿度プローブ
固定ケーブル式

270mm
Ø 12mm

±（0.6% RH + 測定値の0.7%）（0～90% RH）±（1.0% RH + 測定値の0.7%）
0.01% RH
（90～100% RH）±0.3 °
CC
0.1 °（15～30 °C）±0.5 °
C（その他の測定範囲）

0636 9772

0636 9770±3% RH（0～2% RH）±2% RH（2.1～98% RH）±3% RH（98.1～100% RH） 0.1% RH±0.5 °
C（-20～0 °
C）
C
0.1 °
±0.4 °
C（0.1～+50 °C）±0.5 °
C（+50.1～+180 °C）

0636 9775±（0.03 m/s + 測定値の4%） 0.01 m/s
0～+5 m/s（0～5 m/s）
CC0～+50 °
0.1 °C
±0.5 °
700～1,100 hPa ±3 hPa
0.1 hPa

0628 0152

0～100% RH
C-20～+180 °その他のデジタルプローブ
熱線式無指向性プローブ
固定ケーブル式

190mm

照度プローブ
固定ケーブル式

110mm

Class C

55mm

CO2 プローブ
無線ハンドル付

280mm

CO2 プローブ
有線ハンドル付

280mm

CO2 プローブヘッド

0～100,000 lux DIN 13032-1 Appendix B
DIN 5032-7による±（50 ppm + 測定値の3%）（0～5,000 ppm）
0～10,000 ppm ±（100 ppm + 測定値の5%）1 ppm（5,001～10,000 ppm）
CO2
0.1% RH±3% RH（10～35% RH）
5～95% RH
±2% RH（35～65% RH）
30mm
C0.1 °
C
0～+50 °
±3% RH（65～90% RH）
0.1 hPa
700～1,100 hPa ±5% RH（その他の測定範囲）±0.5 °
C±3 hPa

0632 1551

30mm2)

130mm
30mm

CO プローブ
無線ハンドル付

200mm

CO プローブ
有線ハンドル付

200mm

CO プローブヘッド

0635 05510.1 lux（< 10,000 lux）
1 lux（≥ 10,000 lux）

0632 1552

0632 1550
0632 1271

30mm30mm2)0～500 ppm

±3 ppm（0～30 ppm）
±測定値の10%（30.1～500 ppm）

0.1 ppm

0632 1272
0632 1270

30mm30mm

プローブアクセサリ
無線ハンドルBluetooth®対応

0554 1111

有線ハンドル0554 2222

風速プローブ接続アダプタ

0554 2160

有線ハンドル（0554 2222）または Bluetooth® 対応無線ハンドル（0554 1111）に接続して使用します。

2) testo 440

Testo スマートプローブ
Testo スマートプローブ

測定範囲

精度

分解能

型番

温度
0560 2115
55

testo 115i
クランプ温度計-40～+150 °C±1.3 °
C（-20～+85 °C）

0.1 °
C

0563 3915
08testo 915i-3
気体温度計-50～+400 °C±1 °C（-50～+100 °C）

0～100% RH-20～+60 °C±（1.8% RH + 測定値の3%）+25 °C時（5～80% RH）±0.8 °
C（-20～0 °C）±0.5 °
C（0～+60 °C）

0～30 m/s-20～+60 °C±（0.1 m/s + 測定値の5%）（0～2 m/s）±（0.3 m/s + 測定値の5%）（2～15 m/s）
C±0.5 °

0.1 °C

湿度
testo 605i
温湿度計

0.1% RH
0.1 °C

0560 2605
55

風速
testo 405i
熱線式風速計

testo 410i
ベーン式風速計

0560 1405
0.01 m/s
0.1 °C0560 1410
0.4～30 m/s-20～+60 °C±（0.2 m/s + 測定値の2%）（0.4～20 m/s）
±0.5 °
C

0.1 m/s
0.1 °C

圧力testo 510i
差圧計0560 1510±0.05 hPa（0～1 hPa）
-150～150 hPa ±（0.2 hPa + 測定値の1.5%）（1～150 hPa）

0.01 hPa

0560 2549
55

testo 549i
冷媒圧力計
-1～60 bar

フルスケールの0.5%

0.01 bar

testo 440

Pt100 デジタル温度プローブ
プローブ

測定範囲

精度

分解能

型番

0618 0275-80～+300 °C±0.3 °
C（-80～-40.001 °C）±（0.1 °
C + 測定値の0.05%）（-40～-0.001 °C）
0.001 °
C
±0.05 °
C（0～ + 100 °C）±（0.05 °
C + 測定値の0.05%）（+100.001～+300 °C）

デジタル温度プローブ
Pt100 高精度浸漬プローブ

295mm
Ø 4mm

±（0.15 °C + 測定値の0.2%）（-100～-0.01 °C）±（0.15 °
C + 測定値の0.05%）（0～+100 °C）
C ±（0.15 °0.01 °C-100～+400 °C + 測定値の0.2%）（+100.01～+350 °C）±（0.5 °
C + 測定値の0.5%）（+350.01～+400 °C）

Pt100 浸漬芯温プローブ

Pt100 ラボ用温度プローブ

200mm

Ø 6mm

Pt100 気体温度プローブ
200mm
Ø 4mm

Pt100 フレキシブルプローブ±（0.3 °
C + 測定値の0.3%）（-50～+300 °C）
0.01 °C±（0.4 °C + 測定値の0.6%）（+300.01～+400 °C）±（0.15 °C + 測定値の0.2%）（-100～-0.01 °C）±（0.15 °
C + 測定値の0.05%）（0～+100 °C）-100～+400 °C ±（0.15 °0.01 °C
C + 測定値の0.2%）（+100.01～+350 °C）±（0.5 °
C + 測定値の0.5%）（+350.01～+400 °C）-50～+400 °CØ 4mm

長さ 1,000mm

C + 測定値の0.3%） 0.01 °-100～+265 °C ±（0.3 °C0618 0073

0618 7072

0618 0072

0618 0071

testo 440

アナログ温度プローブ
プローブ

測定範囲

防水浸漬芯温プローブ（NTC）
ケーブル長 1.2m
気体プローブ（NTC）
ケーブル長 1.2m

115 mm50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm

115 mm

50 mm

Ø 5 mm

Ø 4 mm-50～+150 °C-50～+125 °C

クランプ温度プローブ（NTC）
パイプ径 6～35mm
ケーブル長 1.5m
気体プローブ（K熱電対）

精度

応答速度

±測定値の0.5%（+100 ～ +150 °C）±0.2 °
C（-25～+74.9 °C） 10 秒
±0.4 °
C（その他の測定範囲）±0.2 °
C（-25～+80 °C）±0.4 °
C（その他の測定 60 秒
範囲）

-40～+125 °C±1 °C（-20～+85 °C）-60～+400 °CClass 2

型番0615 1212

0615 1712
0615 5505

60 秒
0602 1793

115 mm1）

200 秒

Ø 4 mm高速応答表面温度プローブ（K熱電対）

0602 0393

115 mm高速応答表面温度プローブ（K熱電対）

145 mmØ 12 mm

Ø 8 mm

防水表面プローブ（K熱電対）

L字型高速応答 表面温度プローブ（K熱電対）

フラットヘッド 表面温度プローブ（K熱電対）
ケーブル長 1.6m（ロッド伸縮と連動）

0602 0193
0～+300 °CClass 2 1）-60～+1000 °CClass 1

5秒1）

20 秒

Ø 4 mm0602 0993
50 mm

985 ±5 mm

Ø 12 mm-60～+300 °CClass 2 1）

3秒

0602 2394

12 mm

Ø 25 mm-50～+250 °CClass 2 1）-50～+170 °CClass 2

3秒

0602 4792

35 mm
Ø 20 mm

マグネットプローブ 10N（K熱電対）

3秒

80 mm
Ø 5 mm

マグネットプローブ 20N（K熱電対）

Class 2 1）

0602 0693

150 mmØ 2.5 mm-60～+300 °C40 mm
Ø 7 mm

Ø 5 mm1）

150 秒
0602 4892

75 mm
Ø 21 mm-50～+400 °CClass 2 1）

―IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は -40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は -200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、１つの精度クラスに準拠しています。

1）

表面温度測定に関する情報：
Cで測定されています。
• つや出しスチールあるいはアルミニウム板での応答時間 t99 は、+60 °• 仕様の精度はセンサの精度です。
• お客様のアプリケーションにおける精度は、表面特性（粗さ）、測定対象の材質（熱容量および熱伝導性）、センサの精度により異なります。テストー社では、お客様のアプリケーションにおける測定システムの偏差のため、それに適応した校正証明書を作成しています。
このため、テストー社ではPTB（ドイツ物理工学研究所）と協力して開発した表面試験台を使用しています。

testo 440

アナログ温度プローブ
プローブ

測定範囲

防水型表面プローブ（K熱電対）

面ファスナー式パイプ巻付型
表面温度プローブ（K熱電対）
パイプ径 120mmまで

Ø 6mm

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）

30 秒-50～+120 °CClass 1 1）

90 秒

0602 4592-60～+130 °CClass 2 1）-60～+130 °CClass 2

5秒

0602 0092

35mm
15 mm1）5秒
0602 4692-50～+100 °CØ 1.5mm

Class 2 1）

5秒

0602 0593
300mm

60mm

14mm

Ø 5mm

Ø 1.5mm-60～+1,000 °C Class 11）-60～+800 °CClass 11）2秒
0602 2693
3秒
0602 5792

Ø 1.5mm500mm-40～+1,000°
CClass 11）

Ø 1.5mm

500mm-200～+40 °CClass 31）

5秒

1000mm-40～+1,000°
CClass 11）

4秒-60～+400 °CClass 2 1）

7秒

0602 5793
5秒
0602 5693
Ø 3mm

防水型浸漬芯温プローブ（K熱電対）

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）
針金タイプ

Class 2 1）0628 0020
20mm

超高速、防水浸漬芯温プローブ（K熱電対）

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）-60～+400 °C395mm

クランプ温度プローブ（K熱電対）
パイプ径 15～25mm

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）

型番0602 1993

パイプクランプ表面プローブ（K熱電対）
パイプ径 5～65mm

高速応答防水浸漬芯温プローブ（K熱電対）

応答速度t99115mm
Ø 5mm

パイプ巻付型表面温度プローブ
交換用ヘッド

精度

114mm

50mm

Ø 5mm

Ø 3.7mm0602 1293

0602 0493
Ø 0.25mm

500mm-40～+1,000°
CClass 1 1）

-60～+400 °CClass 2

1秒

K熱電対、2m、FEP絶縁、200 °
Cまでの耐熱性、楕円形
ケーブル径： 2.2mm×1.4mm

防水食品用ステンレスプローブ（K熱電対）

125mm

30mm

Ø 4mm

Ø 3.2mm0602 22921）

7秒

IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は -40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は -200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、１つの精度クラスに準拠しています。

1）

testo 440

アナログ温度プローブ
プローブ

測定範囲

精度

応答速度t99

型番熱電対
素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）

800mm

素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）

1,500mm0602 0644
Ø 1.5mmClass 25秒

-50～+400 °CClass 2 1）

5秒

-50～+250 °CClass 21）

0～+120 °CClass 11）0602 0645

Ø 1.5mm

素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）-50～+400 °C1）

0602 0646

1,500mm
Ø 1.5mm5秒

快適度
0602 0743

輻射熱プローブ（K熱電対）

IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は -40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は -200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、１つの精度クラスに準拠しています。

1）

ピトー管
プローブ

測定範囲

L字型ピトー管 500mm
ダクト内風速測定用*500mm

Ø 7mm

L字型ピトー管 350mm
ダクト内風速測定用*350mm

Ø 7mm

L字型ピトー管 1,000mm
ダクト内風速測定用*

1,000mm

Ø 7mm

K熱電対温度センサ付
ストレートピトー管（温度補償付）
ピトー管長 360mm
K熱電対温度センサ付
ストレートピトー管（温度補償付）
ピトー管長 500mm
K熱電対温度センサ付
ストレートピトー管（温度補償付）
ピトー管長 1,000mm*接続ホース（0554 0440）または（0554 0453）が必要になります。

360mm

500mm

1,000mm

測定範囲 1～100 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 1.0
測定範囲 1～100 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 1.0
測定範囲 1～100 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 1.0

型番0635 2045

0635 2145

0635 2345

測定範囲 1～30 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 0.67
最小浸漬深度 150 mm

0635 2043

測定範囲 1～30 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 0.67
最小浸漬深度 150 mm

0635 2143

測定範囲 1 to 30 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 0.67
最小浸漬深度 150 mm

0635 2243

testo 440

アクセサリ
デジタル風速プローブ用アクセサリ

型番

testo 400 / 440 風速プローブ用伸縮ロッド（37.5～100cm） 直角アダプタ付

0554 0960

その他アクセサリ

型番

シリコン製接続ホース
長さ 5 m、 耐圧 700hPa (mbar)

0554 0440

非シリコン製差圧測定用接続ホース
長さ 5 m、 耐圧 700 hPa (mbar)

0554 0453

湿度校正ポット
11.3% RH および 75.3% RH
温湿度プローブ用アダプタ付

0554 0660

プリンタ
testo 400 / 440 風速プローブ用非伸縮延長ロッド（475mm x ２本）
その他アクセサリ

測定スタンド（ケース付き）＊輻射熱プローブも同時収納可能

0554 0990

型番0516 4900

ACアダプタUSBケーブル付

0554 0568

校正証明書

アタッシュケース

フローストレー

プリンタ用スペア感熱紙（６巻）

ISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ
C： 0 °
C： +60 °C
校正ポイント： -18 °0516 4401

testovent 417
ナー0554 0621

0554 1591

ソフトケース

testovent 417 風量ファンネ
ルセット（Ø 200 mm丸型、330 x
330 mmの角型の各１セット）型番
BLUETOOTH®/IRDA プリンタ

0563 4170

DAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ付計測機
C： 0 °
C： +60 °C器、校正ポイント： -20 °ISO 湿度校正証明書
校正ポイント：11.3% RH および 75.3% RH（+25 °C時）

DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計
C
校正ポイント： 11.3% RH および 75.3% RH（+25 °時）
ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント
精度： フルスケールの 0.6% 未満

ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計
ピトー管、校正ポイント 1： 2： 5： 10 m/s
0554 4172

0554 1105

ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計
ピトー管、校正ポイント 5： 10： 15： 20 m/s

ISO 照度校正証明書
校正ポイント： 0： 500： 1000： 2000; 4000 lux

ISO CO₂ 校正証明書、CO₂ プローブ
校正ポイント 0： 1000： 5000 ppm

型番0520 0001
0520 0211
0520 0006
0520 0206

0520 0005
0520 0004
0520 0034
0520 0010
0520 0033＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

（2022.07）

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ https://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp