シース測温抵抗体■シース測温抵抗体の種類と特徴●シース測温抵抗対とは
熱 電 対

金属シースとニッケル導線の間に粉末状の無機絶縁物を充填封入し、一体となった構造に加工された測温抵抗体。
ニッケル導線と耐食性の高いステンレス管との隙間に熱伝導率のシ ース熱電対

高いMgO絶縁粉末を封入することにより、見かけは普通のステンレス針金のようですが、次のような多くの利点が生まれました。
◦熱応答性に優れ、わずかの温度変化にも追随できる。
◦機械的強度が大きく、振動、衝撃に強い。耐圧性もある。

測温抵抗体◦長尺物の制作が可能。
◦曲げ加工（測温部を除く）が容易に出来る為、細部の測定が可能。

（表1）
シース測温抵抗体の種類
金属シース質外径（mm）
2.3（2.0）
3.2（3.0）
4.8（4.5）
SUS316（SUS316L）

6.4（6.0）

8.0

素子数1212123123耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー

S23（S20）
S32（S30）
D32（D30）
S48（S45）
D48（D45）
S64（S60）
D64（D60）
T64（T60）
S80
D80
T80

材

シース
測温抵抗体

NISSOKU記号※ニッソクセンサーでは特にお客様からの指定がなければ測温抵抗体シースの導線方式は3導線式を標準としています。
※その他、ニッソクセンサー標準以外の種類もございます。お申し付け下さい。

シース測温抵抗体型式表示例

B

①②

S32

③M

N

④⑤参照P・表①許容差

P19

表2②エレメント種類

P19

表1③

シース種類

P26

表1④

使用温度範囲P20

表5⑤

内部導線種類P20

表4

固定用標準部品

表示内容）

端子筺・接続部品

番号

Pt100

保 護 管（被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査取付・
参考技術資料取扱い上の注意26

■シース測温抵抗体標準型式
熱 電 対

SR 04

シ ース熱電対

φD

SR 01

測温抵抗体

LL

シース測温抵抗体

一般的な仕様です。コンプレッションフィッティング等で取付ます。

端子筐支管を太くし、強度をもたせた仕様です。
摺動フランジ等で取付ます。

SR01 型表示例

SR04 型表示例

SR01

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサー
センサー

①（−A

Pt100

②S32③L800−LM④S⑩N⑤ ⑥−）（⑫）

SR04

①−

⑬φD

SRNC 04L

保 護 管固定取付ネジ型式です。
結線を確実・安易にするためコネクターにより着脱する仕様です。
SRNC04 型表示例

端子筺・接続部品

SRNC04 （①−B

Pt100

②S64③L750／550LM④ℓN⑤ ⑥）−S4⑦（）

D27− S4／NR1/2 − NJC20A −固定用標準部品⑪⑬

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査
取付・参考技術資料取扱い上の注意

番号表示内容参照P・表①シース測温抵抗体型式

②許容差

P19

表2③エレメント種類

P19

表1④シース種類

P26

表1⑤

使用温度範囲

P20

表5⑥

内部導線

P20

表4⑦支管とする金属保護管材質

⑧ネジ種類

Ｐ52

表4〜6⑨フランジ種類

Ｐ52

表7〜9⑩端子筐種類

P49・50⑪コネクター種類

P51

表3⑫

保護管表面処理P46

表2⑬

オプション部品

P54・55P45※保護管表面処理の必要が無い場合、⑫は無記入です。
※オプション部品の必要が無い場合、⑬は無記入です。
※L、φD等、mm単位でご記入下さい。
※上記以外、特殊仕様も製作しております。お申し付け下さい。

27⑫

φD⑧（表1表1B②Pt100

L500L③S32④／250ℓ

MN

D22−⑤ ⑥φD）
−S

⑩S4⑦−⑬（⑫）

熱 電 対SRN 02

SRF 02

シ ース熱電対L

測温抵抗体

L

固定取付フランジ型式です。端子筐支管を無くし、取付スペースの狭い箇所や機械内部等で使用する仕様です。

SRN02 型表示例

SRF02 型表示例

SRN02 （−Pt100②S48③L450④M

N⑤ ⑥− S4／NR1/2 −L）（

⑧S⑫−⑩）

SRF02 （①−⑬Pt100

S48③L550M④N）（⑤ ⑥− S4／JR10K25A −

L⑫S⑨）

−

⑩⑬SRF 04
φDφDSRN 04

B②耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①B

シース
測温抵抗体

固定取付ネジ型式です。端子筐支管を無くし、取付スペースの狭い箇所や機械内部等で使用する仕様です。

L保 護 管L

固定取付フランジ型式です。
端子筐支管を太く頑丈にし、取付フランジを配した仕様です。

SRN04 型表示例

SRN04 （①−端子筺・接続部品固定取付ネジ型式です。
端子筐支管を太く頑丈にし、取付ネジを配した仕様です。

SRF04 型表示例

B

Pt100

②③L750S64④／550⑤ ⑥D22ℓ）−S4 （⑦⑫）− S4／NR1/2 − S −φD⑧⑩SRF04 （①③S32LM N④− L600 ／550⑬SRN 05

B Pt100②D22ℓ）−⑤⑥S4 （⑦⑫）

− S4／JR10K25A − S −φD⑨⑩⑬φDφD被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

SRF 052211L固定取付フランジ型式です。強度の向上のため、端子筐支管を長くし、支管の途中に取付フランジを配した仕様です。

SRN05 型表示例

SRF05 型表示例

①−

B

Pt100

②③L750L

S48④ℓ1ℓ2S⑩N⑤ ⑥／650 ／100− S4／NR1/2 −

⑧M−）
−

D15φD
⑬S4⑦（⑫）

SRF05 （①−B②Pt100L450L③S48④／350ℓ1／80ℓ2− S4／JR10K25A −⑨M

N⑤ ⑥S⑩）−S4⑦（⑫取付・参考技術資料
取扱い上の注意

L

固定取付ネジ型式です。強度の向上のため、端子筐支管を長くし、支管の途中に取付ネジを配した仕様です。
SRN05 （固定用標準部品

LM N）

D17φD−⑬28SRF 06
φD1φD2φD1φD2

熱 電 対

SRN 06

シ ース熱電対

2211

測温抵抗体

LL

シース測温抵抗体

固定取付ネジ型式です。強度の向上のため固定取付ネジまでの支管をやや太く、長くし、端子筐支管をさらに太く頑丈にした仕様です。

固定取付フランジ型式です。強度の向上のため固定取付フランジまでの支管をやや太く、長くし、端子筐支管をさらに太く頑丈にした仕様です。

SRN06 型表示例

SRF06 型表示例

SRN06 （①−B

Pt100②S48③L750④M⑤ ⑥／650 ／100

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー

Lℓ1ℓ2− S4／NR1/2 −⑧S⑩N−）−D15S4⑦（⑪）

SRF06 （①／22−φD1 φD2B

②Pt100S48③L450L④／350／80ℓ1ℓ2− S4／JR10K25A −⑫⑨SRNH 04

MN⑤ ⑥S⑩）−

D17（⑪）／22

φD1 φD2−⑫φDφDSRFH 04

3M

23M

2保 護 管11固定取付ネジ、多対型式です。主として温度分布測定のための仕様です。相当数の多対型式が製作できます。

固定取付フランジ、多対型式です。主として温度分布測定のための仕様です。相当数のシース多対型式が製作できます。

SRNH04 型表示例

SRFH04 型表示例

端子筺・接続部品

SRNH04 （①B②Pt100

S32③④M

N⑤ ⑥）−− M100 ／5000 ／4000 ／4000

Mℓ1− S4／NR3/4 −

固定用標準部品⑧ℓ2S⑩−ℓ3S4⑦（⑪）

SRFH04 （①D22

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

表示内容

①シース測温抵抗体型式

Pt100③MS32④ℓ1M

N⑤ ⑥ℓ2− S4／JR10K25A −⑫番号B②）−− M150 ／5500 ／5500 ／3000

φD⑨参照P・表取付・
参考技術資料取扱い上の注意②許容差P19

表2③エレメント種類

P19

表1④シース種類

P26

表1⑤

使用温度範囲

P20

表5⑥内部導線

P20

表4⑦支管とする金属保護管材質

⑧ネジ種類

⑨⑩P45

表1Ｐ52

表4〜6フランジ種類

Ｐ52

表7〜9端子筐種類

P49・50⑪

保護管表面処理P46⑫

オプション部品

P54・55※保護管表面処理の必要が無い場合、⑪は無記入です。
※オプション部品の必要が無い場合、⑫は無記入です。
※L、φD等、mm単位でご記入下さい。
※上記以外、特殊仕様も製作しております。お申し付け下さい。

29S4⑦

表1表2S⑩ℓ3−⑫S4⑦D22φD（⑪）

ØD◦NN（付加仕様）

可動範囲10ｍｍ

シ ース熱電対

φDSRN 08

熱 電 対

SRNA 04

グランドネジ型式です。固定ネジを締め付けた時の端子筐の向きが自在です。又、結線したまま取付け、取外しができます。サーモウ
エルに取付ける仕様です。

SRNA04 型表示例

SRN08 型表示例

SRNA04 （Pt100②S64③④− L280 ／180LM⑤ ⑥D22ℓN）−S4⑦（− S4／NR1/2 −φD⑧⑪S⑩）−

SRN08 （①−⑫Pt100S64③L300L④／200ℓ

M N⑤ ⑥D12φD）−S4 （⑦⑪）− S4／NR1/2 − S −⑧⑩⑫SRN 10φDφDSRN 09

B②M

SRN09 型表示例

SRN10 型表示例

②Pt100③S48④− M250 ／280ℓ⑤ ⑥D22φD）−S4 （⑦⑪）− S4／NR1/2 − S −⑧⑩SRN10 （①−⑫Pt100L270L③S48④／220ℓ

M N⑤ ⑥D15φD）−S4 （⑦⑪）− S4／UR1/2 − S −⑧⑩⑫φDSRNA 08
可動範囲10ｍｍ

可動範囲10ｍｍ

ML
グランドネジ型式です。スプリングにより、感応部を測定物に圧接させます。固定ネジを締め付けた時の端子筐の向きが自在です。又、結線したまま取付け、取外しができます。サーモウエルに取付ける仕様です。

SRNA09 型表示例

SRNA08 型①B②Pt100③S32④− M200 ／240Mℓ

M N⑤ ⑥D22φD）−S4 （⑦⑪）− S4／NR1/2 − S −⑧⑩SRNA08 （①⑫−A Pt100②L280L③S32④／180ℓ

M N⑤ ⑥D22φD）−S4 （⑦⑪）− S4／NR1/2 − S −⑧⑩取付・
参考技術資料取扱い上の注意

ユニオンネジ型式です。スプリングにより、感応部を測定物に圧接させます。結線の際、端子筐の向きを変える事が出来ます。サーモウエルに取付ける仕様です。
SRNA09 （被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

SRNA 09B②固定用標準部品

M

M N

φD①B

端子筺・接続部品

グランドキャップネジ型式です。固定ネジを締め付けた時の端子筐の向きが自在です。又、結線したまま取付け、取外しができます。
サーモウエルに取付ける仕様です。

保 護 管

L

ユニオンネジ型式です。結線の際、端子筐の向きが自在です。
サーモウエルに取付ける仕様です。
SRN09 （耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサー
センサー

①B

シース
測温抵抗体

固定取付ネジ型式です。スプリングにより、感応部を測定物に圧接させます。サーモウエルに取付ける仕様です。

測温抵抗体

L

L

⑫30

■ヘッドレスシース測温抵抗体標準型式
熱 電 対

SR 51

SR 52
保護スプリング

シ ース熱電対

測温抵抗体
シース
測温抵抗体

シースにリード線のついた一般的な型式です。
コンプレッションフィッティング等で取付ます。

シースエレメントのみの型式です。
SR51 型表示例

SR51 （耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサー
センサー

①LW

L

SR52 型表示例

A Pt100②S48③④M N）（⑤ ⑥⑫）− L200 −L⑬SR52①（B②−

SR 53

Pt100

③L45−LS32MN）（⑤ ⑥RB3／W2500 − Y4 −⑨W⑫）④⑩⑬SRA 52
保護スプリング

フレキシブルチューブ

LWLW

保 護 管
端子筺・接続部品

リード線をステンレスのフレキシブル管で保護した形式です。

バイヨネットキャップ及びスプリングにより圧接式にした型式です。

SR53 型表示例

SRA52 型表示例

SR53①（−B

Pt100②③L750固定用標準部品

L−S32MN）（）④⑤ ⑥RB3／ W5000 − Y4 −⑨W⑫⑩SRA52 （①被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査取付・
参考技術資料取扱い上の注意番号

表示内容参照P・表①シース測温抵抗体型式②許容差P19表2③エレメント種類

P19

表1④シース種類

P26

表1⑤

使用温度範囲

P20

表5⑥

内部導線

⑦ネジ種類

Ｐ52

表4〜6⑧フランジ種類

Ｐ52

表7〜9⑨リード線種類

P59

表1⑩端子種類P50

表2⑪コネクター種類

P51

表3⑫

保護管表面処理P46

表2⑬

オプション部品

P54・55P20※接続端子の必要が無い場合、⑩は無記入です。
※保護管表面処理の必要が無い場合、⑫は無記入です。
※オプション部品の必要が無い場合、⑬は無記入です。
※L、W等、mm単位でご記入下さい。
※上記以外、特殊仕様も製作しております。お申し付け下さい。

31−

⑬表4B

②

Pt100

L750L

③−S32MN）（⑤ ⑥RB3／ W5000 − Y4 −

⑨W⑫）

④⑩⑬

熱 電 対SRMC 51

シ ース熱電対

L

測温抵抗体
シース
測温抵抗体

シースと補償導線の接続部にメタルコネクターを使用し、接続を確実・安易に行う事が出来る型式です。
SRMC51 型表示例

SRMC51 （BPt100②−S32③L500④M

N− NCS16A −L）（⑤ ⑥⑪⑫）

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①⑬SRN 52

SRF 52
保護スプリング

保護スプリング

WWL

固定取付ネジ型式です。

固定取付フランジ型式です。

SRN52 型表示例

①SRF52 型表示例

B

Pt100

②S64③④M

N⑤ ⑥）（⑫）

SRF52 （①B

②Pt100③S32④MN⑤ ⑥）（−L200− S4／NR1/2−

L100− S4／JR10K25A−RB3／W3000 − Y4 −−RT3／W5000 − Y4 −

LW

⑩⑬L⑨）

⑧W

⑩⑬固定用標準部品⑨⑦⑫端子筺・接続部品

SRN52 （保 護 管L

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

SRW 52
保護スプリング

WL

取付・
参考技術資料取扱い上の注意

エレメント数が2ケ以上の場合にリード線が2本以上に分かれている型式です。計測機器と記録計が離れた場所にある現場等で使用します。
SRW52 型表示例

SRW52 （①−A

②Pt100L900L③−D48MN）（⑤ ⑥RS3／W2000 ／2000 − Y4 −⑨W⑫）④⑩⑬32