Data sheet
testo 400

マルチ環境計測器
testo 400

SmartTouch

1台であらゆる IAQ（室内空気質）パラメータの測定に対応：
風速、温度、湿度、差圧、絶対圧、照度、輻射熱、気流、CO₂、CO
用途に応じて無線/有線プローブを接続可能、高精度な差圧/
絶対圧センサ内蔵
高品質デジタルプローブ/インテリジェント校正コンセプト
現場から測定値をメール送信、testo データ管理ソフトウェアによりさらに分析
スマートで直感的な測定プログラム：- EN ISO 12599/ASHRAE 111に準拠したグリッド測定- EN ISO 7730/ASHRAE 55に準拠したPMV/PPD測定- EN ISO 7730/ASHRAE 55に準拠した通気・乱気流測定- DIN 33403 / EN ISO 7243に準拠したWBGT測定、DIN 33403に準拠したNET測定°C

CO% RH

CO2m/sLuxhPa

さまざまな Bluetooth® / ケーブル
プローブに対応

testo 400 は、プロフェッショナル向けのマルチ環境測定器で、1台であらゆる IAQ（室内空気質）パラメータを測定、文書化、分析することができます。

testo 400には次のようなメリットがあります。

- スマートな測定メニューと演算機能が確実な測定をサポートします。

- 測定ポイントを含むすべての顧客データを機器内で直接管理- 無線プローブ×4、有線プローブ×2、K熱電対×2を同時接続可能。多点/多項目の測定も思いのまま。

testo 4 0 0は、空調コンサルタント、研究者、冷暖 房設備の技術サービスの測定 業務を最 適化し、産業分野における品質パラメータも確実かつ正確にチェックすることができます。

- 現場での作業効率がアップします。

- 写真、コメント、ロゴ画像を入れたレポートを測定現場で簡単作成。さらにWi-Fi経由でメール送信。

www.testo.com

testo 400

テクニカルデータ
差圧（内蔵）

一般テクニカルデータ

測定範囲
精度（±1 digit）-100～+200 hPa±（0.3 Pa ±測定値の1%）（0～25 hPa）
（25.001～200 hPa）±（0.1 hPa +測定値の1.5%）

分解能

0.001 hPa

絶対圧（内蔵）
測定範囲

700～+1100 hPa

精度（±1 digit）±3 hPa

各種インタフェース

Bluetooth®、無線LAN、USB

動作温度-5～+45 °C

保管温度-20～+60 °C

電源
バッテリ稼働時間

充電式 リチウムイオン バッテリ
（5550 mAh）
約10 時間0.1 hPa

ディスプレイ-40～+150 °
C

カメラ機能

メインカメラ： 8.0 MP
フロントカメラ： 5.0 MP±0.2 °
C（-25～74.9 °C）
C（-40～-25.1 °C）±0.4 °
C（+75～+99.9 °C）±0.4 °
測定値の±0.5%（その他の範囲）

内蔵メモリ

2 GB（約1,000,000 データ）

温度（NTCサーミスタ 接続時）
測定範囲

分解能

0.1 °
C

温度（K熱電対 接続時）
測定範囲
精度（±1 digit）

無線（Bluetooth®）×4、有線（TUC*）×2、K熱電対×2

5.0 インチ HD タッチパネル
解像度 1280×720 px

分解能

精度（±1 digit）

プローブ接続数-200～+1370 °C

IP保護等級

IP40

外形寸法210×95×39 mm

質量500 g*TUC（Testo Universal Connector）：有線ハンドル、ケーブル付きデジタルプローブ、NTC
温度プローブ接続用±（0.3 °
C + 測定値の0.1%）

分解能

C0.1 °

マルチ環境計測器 testo 400

testo 400

IAQ データロガー

・testo 400 本体
・HVAC用アタッシュケース
・圧力測定用ホース・ACアダプタ・USBケーブル
・出荷検査書※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

・IAQ データロガー本体
・ACアダプタ・USBケーブル
・出荷検査書

型番： 0560 0400

型番： 0577 0400

＊IAQ データロガーの仕様に関してはカタログおよびデータシートをご覧ください。

testo 400

マルチ環境計測器 testo 400 セット

testo 400 コンボセット 1・ testo 400 本体

・ HVAC用アタッシュケース
・ 圧力測定用ホース
・ ACアダプタ・ USBケーブル・ マルチプローブ（0635 1571）

・ 高精度温湿度プローブヘッド（0636 9770）

・ Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド（0635 9430）

・ 直角アダプタ
・ 出荷検査書※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード

型番： 0563 0400 71

testo 400 コンボセット ２
・ testo 400 本体

・ HVAC用アタッシュケース
・ 圧力測定用ホース
・ ACアダプタ・ USBケーブル・ Ø 16 mmベーン式風速プローブ（0635 9571）
・ 高精度温湿度プローブヘッド（0636 9770）

・ Ø 100 mmベーン式風速プローブヘッド（0635 9430）

・ 直角アダプタ
・ 出荷検査書※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード
型番： 0563 0400 72

testo 400 PMVセット
・ testo 400 本体

・ IAQ用アタッシュケース
・ 圧力測定用ホース
・ ACアダプタ・ USBケーブル・ IAQプローブ（0632 1551）

・ 熱線式無指向性プローブ（0628 0152）
・ 輻射熱プローブ（0602 0743）
・ 測定スタンド（0554 1591）
・ 出荷検査書※ソフトウェア testo DataControl はHPよりダウンロード＊IAQ データロガーを併用する場合は有線ハンドルを別途お求めください。

型番： 0563 0401

testo 400

デジタル風速プローブ
プローブ

測定範囲

精度

分解能

型番

デジタル風速プローブ
マルチプローブ（90°屈折タイプ）
無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付

570～1,000mm
Ø 16mmマルチプローブ（90°屈折タイプ）
有線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付

Ø 9mm
570～1,000mm
Ø 9mm

Ø 16mmマルチプローブヘッド（90°屈折タイプ）

1)

230mm
Ø 9mm

Ø 16mmベーン式風速プローブ
無線ハンドル、伸縮ロッド、接続アダプタ付
Ø 16mmベーン式風速プローブ
有線ハンドル、伸縮ロッド、
接続アダプタ付

Ø 16mm
570～1,000mm

Ø 16mm

Ø 16mm

0.6～50 m/s
C-10～+70 °1)±（0.2 m/s + 測定値の1%）（0.6～40 m/s）±（0.2 m/s + 測定値の2%）（40.1～50 m/s）
C±1.8 °

0.1 m/s
C
0.1 °Ø 16mm±（0.03 m/s + 測定値の4%）300～850mm
Ø 9mm

Ø 12mm

Ø 16mmベーン式風速ベーン式プローブ
固定ケーブル式

300～850mm
Ø 12mm微風速プローブ
固定ケーブル式

Ø 16mm
150mm
Ø 10mm（0～20 m/s）
0～30 m/s
0.01 m/s±（0.5 m/s + 測定値の5%）CC-20～+70 °0.1 °（20.01～30 m/s）
700～1,100 hPa ±0.5°
0.1 hPaC±3 hPa

0.6～50 m/s±（0.2 m/s + 測定値の1%）（0.6～40 m/s）±（0.2 m/s + 測定値の2%）（40.1～50 m/s）

Ø 100mm±（0.02 m/s + 測定値の5%） 0.01 m/s
0～5 m/s（0～5 m/s）
CC0～+50 °
0.1 °C
±0.5 °
700～1,100 hPa ±3 hPa
0.1 hPa

0635 1052

0635 9371

0.1～15 m/s
C-20～+70 °±（0.1 m/s + 測定値の1.5%）
0.01 m/s（0.1～15 m/s）
C
0.1 °±0.5 °
C0635 9372

0635 9370
Ø 100mm0635 9431
Ø 100mm

Ø 100mmベーン式風速プローブ
有線ハンドル、接続アダプタ付

Ø 100mm

0.3～35 m/s
C-20～+70 °±（0.1 m/s + 測定値の1.5%）（0.3～20 m/s）
0.01 m/s±（0.2 m/s + 測定値の1.5%）
C
0.1 °（20.01～35 m/s）
±0.5 °
C1)

Ø 100mm

高所にある給排気口は、Ø 100mmベーン式プローブに伸縮ロッドと直角アダプタ（0550 0960）を接続することで、効率よく測定できます。

有線ハンドル（0554 2222）または Bluetooth® 対応無線ハンドル（0554 1111）のご使用には、別途接続アダプタ（0554 2160）が必要となります。

1) 0635 1032

0635 9532

1)

Ø 100mmベーン式風速プローブ
無線ハンドル、接続アダプタ付

Ø 100mmベーン式風速プローブヘッド

0635 9572

Ø 100mm

高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ
有線ハンドル、接続アダプタ付
高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ
ヘッド

0635 1570

0.1 m/s

開口部の大きなダクトには、プローブに伸縮ロッドを組み合わせてのご使用をお勧めします。さらに大きいダクトには非伸縮延長ロッド（0554 0990）を接続することで、最大２ｍまで延長可能です。

高感度 Ø 100mmベーン式風速プローブ
無線ハンドル、接続アダプタ付

0635 1572

0635 9570

230mm

熱線式風速プローブ
固定ケーブル式

0635 1571

0635 9571

570～1,000mm
Ø 16mm

Ø 16mmベーン式風速プローブヘッド±（0.03 m/s + 測定値の4%）（0～20 m/s）±（0.5 m/s + 測定値の5%）（20.01～30 m/s）
0～50 m/s
0.01 m/s±0.5 °
C（0～+70 °C）CC-20～+70 °0.1 °±0.8 °
C（-20～0 °C）
5～95% RH
0.1% RH±3.0% RH（10～35% RH）
700～1,100 hPa ±2.0% RH（35～65% RH） 0.1 hPa±3.0% RH（65～90% RH）±5%RH（その他の測定範囲）±3 hPa0635 9432

0635 9430

testo 400

デジタルプローブ＆アクセサリ
プローブ

測定範囲

精度

分解能

型番

デジタル温湿度プローブ
温湿度プローブ
無線ハンドル付

290mm

温湿度プローブ
有線ハンドル付

290mm

温湿度プローブヘッド

0636 9731

Ø 12mm

Ø 12mm0～100% RH
C-20～+70 °±2% RH（5～90% RH）±0.5 °
C0.1% RH
C
0.1 °0636 9730

140mm2)0636 9732

Ø 12mm

高精度温湿度プローブ
無線ハンドル付

290mm

高精度温湿度プローブ
有線ハンドル付

290mm

高精度温湿度プローブヘッド

0636 9771
Ø 12mm

Ø 12mm0～100% RH
C-20～+70 °140mm2)

Ø 12mm180 °C 高温用温湿度プローブ
固定ケーブル式270mm
Ø 12mm±（0.6% RH + 測定値の0.7%）（0～90% RH）±（1.0% RH + 測定値の0.7%）
0.01% RH
（90～100% RH）±0.3 °
CC
0.1 °（15～30 °C）±0.5 °
C（その他の測定範囲）

0636 9772

0636 9770±3% RH（0～2% RH）±2% RH（2.1～98% RH）±3% RH（98.1～100% RH） 0.1% RH±0.5 °
C（-20～0 °C）
C0.1 °±0.4 °
C（0.1～+50 °C）±0.5 °
C（+50.1～+180 °C）0636 9775±（0.03 m/s + 測定値の4%） 0.01 m/s
0～+5 m/s（0～5 m/s）
CC0～+50 °
0.1 °
±0.5 °
C
700～1,100 hPa ±3 hPa
0.1 hPa

0628 0152

0～100% RH
C-20～+180 °その他のデジタルプローブ
熱線式無指向性プローブ
固定ケーブル式

190mm

照度プローブ
固定ケーブル式

110mm

Class C

55mm

CO2 プローブ
無線ハンドル付

280mm

CO2 プローブ
有線ハンドル付

280mm

CO2 プローブヘッド

0～100,000 lux DIN 13032-1 Appendix B
DIN 5032-7による±（50 ppm + 測定値の3%）（0～5,000 ppm）
0～10,000 ppm ±（100 ppm + 測定値の5%）1 ppm（5,001～10,000 ppm）
CO2
0.1% RH±3% RH（10～35% RH）
5～95% RH
±2% RH（35～65% RH）
30mm
C
0.1 °
C
0～+50 °
±3% RH（65～90% RH）
0.1 hPa
700～1,100 hPa ±5% RH（その他の測定範囲）
C±0.5 °±3 hPa0632 1551

30mm2)

130mm
30mm

CO プローブ
無線ハンドル付

200mm

CO プローブ
有線ハンドル付

200mm

CO プローブヘッド

0635 0551
0.1 lux（< 10,000 lux）
1 lux（≥ 10,000 lux）

0632 1552

0632 1550
0632 1271

30mm

30mm2)

0～500 ppm

±3 ppm（0～30 ppm）
±測定値の10%（30.1～500 ppm）

0.1 ppm

0632 1272
0632 1270

30mm
30mm

プローブアクセサリ
無線ハンドルBluetooth®対応

0554 1111

有線ハンドル0554 2222

風速プローブ接続アダプタ

0554 2160

有線ハンドル（0554 2222）または Bluetooth® 対応無線ハンドル（0554 1111）に接続して使用します。

2) testo 400

Testo スマートプローブ
Testo スマートプローブ

測定範囲

精度

分解能

型番

温度0560 2115
55

testo 115i
クランプ温度計-40～+150 °C±1.3 °
C（-20～+85 °
C）

0.1 °
C

0560 3915
08

testo 915i-3
気体温度計-50～+400 °C±1 °C（-50～+100 °C）

0～100% RH
C-20～+60 °±（1.8% RH + 測定値の3%）+25 °C時（5～80% RH）
C（-20～0 °C）±0.8 °±0.5 °
C（0～+60 °C）

0～30 m/s-20～+60 °C±（0.1 m/s + 測定値の5%）（0～2 m/s）±（0.3 m/s + 測定値の5%）（2～15 m/s）
±0.5 °
C

0.1 °
C

湿度
testo 605i
温湿度計

0.1% RH
C
0.1 °0560 2605
55

風速
testo 405i
熱線式風速計

testo 410i
ベーン式風速計

0560 1405
0.01 m/s
0.1 °C
0560 1410

0.4～30 m/s-20～+60 °C±（0.2 m/s + 測定値の2%）（0.4～20 m/s）
±0.5 °
C

0.1 m/s
0.1 °C

圧力testo 510i
差圧計0560 1510±0.05 hPa（0～1 hPa）
-150～150 hPa ±（0.2 hPa + 測定値の1.5%）（1～150 hPa）

0.01 hPa0560 2549
55

testo 549i
冷媒圧力計
-1～60 bar

フルスケールの0.5%

0.01 bar

testo 400

Pt100 デジタル温度プローブ
プローブ

測定範囲

精度分解能

型番0618 0275

-80～+300 °C±0.3 °
C（-80～-40.001 °C）±（0.1°
C + 測定値の0.05%）（-40～-0.001 °C）
0.001 °
C
±0.05 °
C（0～ + 100 °C）±（0.05 °
C + 測定値の0.05%）（+100.001～+300 °C）

デジタル温度プローブ
Pt100 高精度浸漬プローブ

295mm
Ø 4mm

Pt100 浸漬芯温プローブ
200mm

Pt100 ラボ用温度プローブ

200mm

Ø 3mm

Ø 6mm

Pt100 気体温度プローブ
200mm
Ø 4mm

Pt100 フレキシブルプローブ±（0.15 °C + 測定値の0.2%）（-100～-0.01 °C）±（0.15°
C+測定値の0.05%）（0～+100 °C）
C0.01 °
C
-100～+400 °±（0.15°C + 測定値の0.2%）（+100.01～+350 °C）±（0.5 °
C + 測定値の0.5%）（+350.01～+400 °C）±（0.3 °
C + 測定値の0.3%）（-50～+300 °C）
0.01 °
C±（0.4 °
C + 測定値の0.6%）（+300.01～+400 °C）±（0.15 °C + 測定値の0.2%）（-100～-0.01 °C）±（0.15°
C+測定値の0.05%）（0～+100 °C）-100～+400 °C0.01 °
C±（0.15°C + 測定値の0.2%）（+100.01～+350 °C）±（0.5 °
C + 測定値の0.5%）（+350.01～+400 °C）-50～+400 °CØ 4mm

長さ 1,000mm

C + 測定値の0.3%） 0.01 °-100～+265 °C ±（0.3 °C

0618 0073

0618 7072

0618 0072

0618 0071

testo 400

アナログ温度プローブ
プローブ

面ファスナー式パイプ巻付型表面温度
プローブ（NTC）
ケーブル長 1.4m

300mm

防水浸漬芯温プローブ（NTC）
ケーブル長 1.2m
気体プローブ（NTC）
ケーブル長 1.2m

クランプ温度プローブ（NTC）
パイプ径 6～35mm
ケーブル長 1.5m
気体プローブ（K熱電対）

30mm

115mm

50mm

Ø 5mm

Ø 4mm

115mm

50mm

Ø 5mm

Ø 4mm

応答速度

-50～+120 °C±0.2 °
C（-25～+80 °C）-50～+70 °C±0.2 °
C（-25～+70 °C）±0.4 °
C（-50～-25.1 °C）-50～+150 °C±測定値の0.5%（+100 ～ +150 °C）
10 秒±0.2 °
C（-25～+74.9 °C）±0.4 °
C（その他の測定範囲）-50～+125 °C±0.2 °
C（-25～+80 °C）
60 秒±0.4 °
C（その他の測定範囲）

型番-40～+125 °C±1 °C（-20～+85 °C）

高速応答表面温度プローブ（K熱電対）

145mm

Ø 12mm-60～+400 °CClass 21）

200 秒

L字型高速応答 表面温度プローブ（K熱電対）-60～+300 °C

Class 2 1）

3秒

0602 0193

40mm

Ø 7mm

0～+300 °CClass 2 1）

5秒

0602 0693

150mm
Ø 2.5mm

Ø 4mm-60～+1000 °C Class 11）

20 秒
0602 0993

フラットヘッド 表面温度プローブ（K熱電対）
ケーブル長 1.6m（ロッド伸縮と連動）

50mm

80mm
Ø 5mm

0615 1712

0602 0393

Ø 8mm

防水表面プローブ（K熱電対）

0615 1212

60 秒

115mm
Ø 5mm

0615 4611

0602 1793115mm

高速応答表面温度プローブ（K熱電対）

60 秒

0615 5505

Ø 4mm

985 ±5mm

Ø 12mm-60～+300 °CClass 2 1）

3秒

0602 2394

12mm
Ø 25mm-50～+250 °CClass 2 1）

3秒

0602 4792

35mm
Ø 20mm

マグネットプローブ 10N（K熱電対）精度0615 5605

パイプクランプ表面プローブ（NTC）
パイプ径 5～65mm
ケーブル長 1.2m

マグネットプローブ 20N（K熱電対）

測定範囲-50～+170 °CClass 2 1）

150 秒
0602 489275mm
Ø 21mm-50～+400 °CClass 2 1）

―IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は -40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は -200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、１つの精度クラスに準拠しています。

1）

表面温度測定に関する情報：
Cで測定されています。
• つや出しスチールあるいはアルミニウム板での応答時間 t99 は、+60 °• 仕様の精度はセンサの精度です。
• お客様のアプリケーションにおける精度は、表面特性（粗さ）、測定対象の材質（熱容量および熱伝導性）、センサの精度により異なります。テストー社では、お客様のアプリケーションにおける測定システムの偏差のため、それに適応した校正証明書を作成しています。
このため、テストー社ではPTB（ドイツ物理工学研究所）と協力して開発した表面試験台を使用しています。

testo 400

アナログ温度プローブ
プローブ

測定範囲

防水型表面プローブ（K熱電対）

面ファスナー式パイプ巻付型
表面温度プローブ（K熱電対）
パイプ径 120mmまで

Ø 6mm

20mm

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）-50～+120 °CClass 1 1）

90 秒

-60～+130 °CClass 2 1）-60～+130 °CClass 2

5秒

0602 0092
15 mm1）5秒
0602 4692-50～+100 °CØ 1.5mmClass 2 1）

5秒

0602 0593
300mm

60mm

14mm

Ø 5mm

Ø 1.5mm-60～+1,000 °C Class 11）-60～+800 °CClass 11）2秒
0602 2693
3秒
0602 5792

Ø 1.5mm500mm-40～+1,000°CClass 11）

Ø 1.5mm

500mm-200～+40 °CClass 31）

Ø 3mm

1000mm-40～+1,000°
CClass 11）

5秒
0602 5793
5秒
0602 5693

114mm

50mm

Ø 5mm

Ø 3.7mm4秒
0602 1293-60～+400 °CClass 2 1）

7秒
0602 0493

Ø 0.25mm

500mm

K熱電対、2m、FEP絶縁、200 °
Cまでの耐熱性、楕円形
ケーブル径： 2.2mm×1.4mm

防水食品用ステンレスプローブ（K熱電対）

30 秒

35mm

防水型浸漬芯温プローブ（K熱電対）

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）
針金タイプ

125mm

30mm

Ø 4mm

Ø 3.2mm-40～+1,000°
CClass 1 1）

-60～+400 °CClass 21秒

0602 22921）

7秒

IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は -40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は -200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、１つの精度クラスに準拠しています。

1）0602 1993

0602 4592

超高速、防水浸漬芯温プローブ（K熱電対）

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）Class 2 1）

型番0628 0020

クランプ温度プローブ（K熱電対）
パイプ径 15～25mm

シースタイプフレキシブル浸漬芯温プローブ（K熱電対）-60～+400 °C395mm

パイプクランプ表面プローブ（K熱電対）
パイプ径 5～65mm

高速応答防水浸漬芯温プローブ（K熱電対）

応答速度t99115mm
Ø 5mm

パイプ巻付型表面温度プローブ
交換用ヘッド精度

testo 400

アナログ温度プローブ
プローブ

測定範囲

精度

応答速度
t99

-50～+400 °CClass 21）-50～+400 °CClass 21）

型番

熱電対
素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）

800mm

素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）

1,500mm0602 0644
Ø 1.5mm0602 0645

Ø 1.5mm

素線タイプ温度プローブ（ファイバーグラス被覆）（K熱電対）

5秒5秒
0602 0646

1,500mm
Ø 1.5mm-50～+250 °CClass 2 1）

0～+120 °CClass 1 1）

5秒

快適度
0602 0743

輻射熱プローブ（K熱電対）

IEC 60584 標準に則り、Class 1 の精度は -40 から +1,000 °C（type K）、Class 2 は -40 から +1,200 °C（type K）、Class 3 は -200 から +40 °C（type K）となっています。
プローブ単体では、１つの精度クラスに準拠しています。

1）

ピトー管
プローブ

測定範囲

L字型ピトー管 500mm
ダクト内風速測定用*

500mm

Ø 7mm

L字型ピトー管 350mm
ダクト内風速測定用*350mm

Ø 7mm

L字型ピトー管 1,000mm
ダクト内風速測定用*

1,000mm

Ø 7mm

K熱電対温度センサ付
ストレートピトー管（温度補償付）
ピトー管長 360mm
K熱電対温度センサ付
ストレートピトー管（温度補償付）
ピトー管長 500mm
K熱電対温度センサ付
ストレートピトー管（温度補償付）
ピトー管長 1,000mm*接続ホース（0554 0440）または（0554 0453）が必要になります。

360mm

500mm

1,000mm

測定範囲 1～100 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 1.0
測定範囲 1～100 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 1.0
測定範囲 1～100 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 1.0

型番0635 2045

0635 2145

0635 2345

測定範囲 1～30 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 0.67
最小浸漬深度 150 mm

0635 2043

測定範囲 1～30 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 0.67
最小浸漬深度 150 mm

0635 2143

測定範囲 1 to 30 m/s
C
稼働温度 0～+600 °
ピトー管係数 0.67
最小浸漬深度 150 mm

0635 2243

testo 400

アクセサリ
快適度測定用アクセサリ

型番
IAQ データロガー※長期ロギング用オプション
同梱品： 本体、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書
接続プローブ数： 有線プローブ×4、K熱電対×20577 0400

測定スタンド（ケース付き）＊輻射熱プローブも同時収納可能

0554 1591

デジタル風速プローブ用アクセサリ
testo 400 / 440 風速プローブ用伸縮ロッド（37.5～100cm）

型番
直角アダプタ付

testo 400 / 440 風速プローブ用非伸縮延長ロッド（0.9m）

0554 0960

0554 0990

直角アダプタ0554 0991

風速プローブ接続アダプタ

0554 2160

その他アクセサリ

型番
HVAC用アタッシュケース（520×410×160mm）

0516 1400

IAQ用アタッシュケース（520×410×210mm）0516 2400

testovent 417 風量ファンネルセット（Ø 200mm丸型、330×330mm角型の各１のセット）

0563 4170

testovent 417 フローストレーナー

0554 4172

ACアダプタUSBケーブル付

0554 1106

シリコン製接続ホース
長さ 5m
耐圧 700hPa

0554 0440

非シリコン製 差圧測定用接続ホース
長さ 5m
耐圧 700hPa

0554 0453

湿度校正ポット
11.3% RHおよび75.3% RH
温湿度プローブ用アダプタ付

0554 0660

testo 400

アクセサリ
校正証明書

型番ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 1： 2： 5： 10 m/s

0520 0004

ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.3： 0.5： 0.8： 1.5 m/s

0520 0024

ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 5： 10： 15： 20 m/s

0520 0034

ISO 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.5～27 m/s 間で選択

0520 0104

DAkkS 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.1～27 m/s 間で選択

0520 0214

DAkkS 風速校正証明書、熱線/ベーン式風速計、ピトー管、校正ポイント 0.5： 1： 2： 5： 10 m/s

0520 0244

ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度： フルスケールの 0.6% 未満

0520 0005

ISO 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度： フルスケールの 0.1～0.6% 未満

0520 0025

DAkkS 差圧校正証明書、5校正ポイント、精度： フルスケールの 0.6% 未満

0520 0225

C時）
ISO 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント： 11.3% RH および 75.3% RH（+25 °0520 0006

C時）
ISO 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント： 11.3： 50： 75.3% RH（+25 °0520 0166

C時）
DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント： 11.3% RH および 75.3% RH（+25 °0520 0206

C時）
DAkkS 湿度校正証明書、電子湿度計、校正ポイント： 5～95% RH 間で選択（-18～+70 °0520 0216

C： 0 °
C： +60 °CISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント： -18 °0520 0001

C 間で選択ISO 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント： -196～+1200 °

0520 0101

C 間で選択DAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ、校正ポイント： -196～+1000 °

0520 0201

C： 0 °
C： +60 °CDAkkS 温度校正証明書、気体/浸漬プローブ付計測機器、校正ポイント： -20 °0520 0211

ISO 照度校正証明書、校正ポイント： 0： 500： 1000： 2000： 4000 lux

0520 0010

ISO 照度校正証明書、校正ポイント： 0： 50～10,000 lux 間で選択

0520 0123

ISO CO₂ 校正証明書、CO₂ プローブ、校正ポイント 0： 1000： 5000 ppm

0520 0033＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

（2023.03）

www.testo.com〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F● セールス
TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277● サービスセンター（修理・校正）TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ https://www.testo.com

e-mail info@testo.co.jp