ICP発光分光分析装置
アクセサリー・消耗品カタログ

www.perkinelmer.co.jp

ICP発光分光分析装置
目次
Avio200
トーチ------------------------------

3

ネブライザー------------------------------

4

インジェクター------------------------------

6

試料導入系

------------------------------

7トーチ------------------------------

8

インジェクター------------------------------

9

ネブライザー------------------------------

11

スプレーチャンバー

------------------------------

15

ドレイン

------------------------------

17

トーチモジュール

------------------------------

18

ぺリスタルティックポンプ------------------------------

23

ぺリスタルティックポンプチューブ------------------------------

24

パージウィンドウ / RFロードコイル------------------------------

25

オートサンプラー------------------------------

27

超音波ネブライザー------------------------------

28

ガスライン系------------------------------

29

標準液

------------------------------

30

OptimaAvio 用試料導入系
トーチ
デマンタブル石英製トーチ
アウターチューブ、ミドルチューブの部分を1体とした組み立て型トーチで 1-3 スロットの タイプがあります。
1スロットは水試料用、3スロットは有機溶媒用です。

石英トーチ
石英トーチ(標準)
ハイブリットトーチ(有機溶媒用)

スロット数
1
3

品番
N0790131
N0790249

トーチ用Oリング及び取り外し工具
アジャスタブルトーチ用 Oリングキット
キット内容
Vitonトーチ O-ring, 内径20.3 (2枚)*
内径0.101x厚さ0.07mmテフロンコーティング Oリング(2枚)*Oリング取り外し工具(1個)*
インジェクタースコット用 Oリングキット
キット内容
内径8.74 x 厚さ1.78mm Oリング(2枚)*Vitonトーチインジェクター O-ring, 内径6.07mm(2枚)*
内径0.344 x 厚さ0.07mm テフロンコートOリング(4枚)*

品番N0790437
09902223
N0791334
09220410
N0790440
09200518
09902207
N0791333
N0790441

サイクロン・インジェクター用 Oリングキット
キット内容
Vitonトーチインジェクター O-ring, 内径6.07mm(2枚)*
内径0.301 x 厚さ0.7mm バイトンOリング(2枚)*
内径0.344 x 厚さ0.07mm テフロンコートOリング(2枚)*

09902207
09926070
N0791333

Oリング 取り外し工具
Avio 200用トーチボディーアッセンブリー
Avio 500用トーチボディーアッセンブリー

09220410
N0790138
N0810128*( ) 内はキット注文時の入り数です。単品購入の場合、入り数1です。

トーチモジュール
品番クイックトーチモジュール
スコットスプレーチャンバー / Cross-Flow ネブライザー
N0790606
モジュール内容
Gem Tip Cross-Flow ネブライザー、1-スロット 石英トーチ
2.0mm アルミナインジェクター、スコットスプレーチャンバー
クイックトーチモジュール
サイクロンスプレーチャンバー / コンセントリックネブライザー N0790607
モジュール内容
Type K1 標準ネブライザー、1スロット 石英トーチ
2.0mm アルミナインジェクター
バッファード スプレーチャンバー

3

Avio 用試料導入系
ネブライザー
ネブライザー
MEINHARD ネブライザー
Meinhardのガラス製同軸形ネブライザーは設計・製造において正確な標準化が行われています。その利点は構造と操作方法の簡単さ、再現性の良さ、自己調整型のエアロゾ
ルなどです。このネブライザーは低い塩濃度(1%以下)の水溶液で優れた感度と繰り返し性を示します。
Meinhardネブライザーは自己吸引型です。また、ふっ化水素酸を含む試料は分析できません。これらのネブライザーをロイトン製二重管形チャンバーで使用するためにはエンドキャップが必要です。エンドキャップの型番を確認下さい。
Meinhardモデル
タイプ K1 (標準)タイプ K3アプリケーション
低流量用
有機溶媒用

品番
N0777707
N0681574

Meinhard ネブライザー部品
エンドコネクターキット
MEINHARDネブライザー用ネブライザー・クリップ

品番N0791018
N0777460

エンドキャップ
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(同軸ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ及びGemConeﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ)

品番N0680504

SeaSpray ネブライザー
Air Flow Rate
0.7L/minUptake Rate
2mL/min

品番N0775345

PEEK Mira Mist ネブライザー
Mira
Mistは通常のスプレーチャンバーに直接接続できるため、ガラス製同軸形ネブライザーに置き換えて使用できます。その特徴は小試料消費量、塩に強いパラレル構造などです。資料導入量は0.2mL－2.5mLで使用可能です。
Uptake Rate
品番0.2 －2.5mL/min
N0775330

MicroFlow ネブライザー
MicroFlowネブライザーはフッ素重合体により高い耐腐食性にデザインされ、強酸、アルカリ、高濃度食塩水、高固体密度の液体に対しての使用に理想的です。目詰まりを防ぎ、自吸で効果的なエアゾルを提供します。
ポリプロピレン ST ネブライザー
PSA-ST マイクロフロー ネブライザー
PFA-ST3 マイクロフローネブライザー

品番N0777219
N0777049
N0777676

マイクロミスト ネブライザー
Uptake Rate
Air Flow Rate
0.7L/min
0.05mL/min
0.7L/min
0.1mL/min
0.7L/min
0.2mL/min
0.7L/min
0.6mL/min*N0770336のチュービングが必要です。

4

品番N0775349
N0775348
N0775347
N0775346

Avio 用試料導入系
ネブライザー
GemCone™ / GemTip ネブライザー
サイクロン形チャンバーでの使用にガス流量を最適化しています。スコット型のスプレーチャンバーの使用にはN0680504のエンドキャップが必要です。

GemConeネブライザー(高粘性溶液用、低流量)
GemConeネブライザー(高粘性溶液用)
GemCone 用試料導入部
エンドキャップ(同軸ネブライザー及びGemCon
ネブライザー
簡易脱着チューブ

品番
N0770358
N0690670
N0371505
N0680504
N0770336

GemTip クロスフローネブライザー
PPS(Carbon-filled polyphenylsulfide)製 エンドキャップに赤色ルビー製Ar
ガス用チップ、透明サファイア製サンプル用チップを取り付けたものです。強酸(HFを含む)性の試料の分析ができます。
品番
ゲムチップ クロスフローⅡ ネブライザー
N0780546
GemTip クロスフローネブライザーチップ
N0780676
クロスフロー Oリングキット
N9300067
キット内容：09902001 x 2枚、 09902033 x 2枚、 09902151 x 3枚
09921003 x 1枚、 3cm テフロンサンプルチューブ x1本

スプレーチャンバー
スプレーチャンバーは資料導入系に不可欠です。その役割は試料に霧を粒径で分別して細かい霧だけをプラズマ中に導入します。サイクロン形スプレーチャンバーは遠心力を利用して大きな粒径の霧を効率よく短時間で除去できます。また、細かい霧の再結合が起こりにくい構造をしています。結果的に高効率で安定性の良いかつ置き換え時間の早い設計となっています。

サイクロン形スプレーチャンバー
バッフル付きサイクロンスプレーチャンバー

品番N0791352

スコット型スプレーチャンバー
スコット型スプレーチャンバーはフッ化水素酸、王水を含む大半の鉱酸、通常ICPで使用される有機溶媒に耐性があります。
スコットスプレーチャンバー
スコットスプレーチャンバー用クランプアダプター

品番N0791499
N0790296

アルミナインジェクター
王水、ふっ化水素酸など、すべての酸で腐食されることのない標準のインジェクターです。

アルミナインジェクター 0.8mm i.d.
アルミナインジェクター 1.2mm i.d.
アルミナインジェクター 1.2mm i.d.(チューブ全長1.2mm)
アルミナインジェクター 2.0mm (Avio 標準)

5

品番N0791180
N0791181
N0791182
N0791183

Avio 用試料導入系
インジェクター / インジェクター サポートアダプター
インジェクター / インジェクター サポートアダプター
石英製インジェクター
石英製インジェクターは有機溶媒やふっ化水素酸を含まない
マトリックスに使用します。
品番
0.8 mm i.d.
N0791185
1.2 mm i.d.
N0791186
1.6 mm i.d.
N0791188
2.0 mm i.d.
N0791189
1.2 mm i.d.(チューブ全長1.2mm) N0791187
3.0 mm i.d.
N0791190

サファイア製インジェクター
サファイア製インジェクターはけい素の分析に最適です。
2.0 mm i.d.

品番N0791184

インジェクターサポートアダプター Oリングキット
サイクロン用インジェクター
アダプターキット (Oリング含む)
スコット用インジェクター
アダプターキット (Oリング含む)
インジェクターアダプター用
Oリングキット (サイクロン用)
キット内容：09902207 x1
09926070 x2, N0791333 x2
インジェクターアダプター用
Oリングキット (スコット用)キット内容：09902207 x2
09200518 x2, N0791333 x2

6

品番N0790141
N0790156
N0790441

N0790440

Avio 用試料導入系
試料導入系
試料導入系キット
サイクロン / 同軸形ネブライザー導入キット(標準)サイクロン / 同軸形ネブライザー導入キット (標準)キット内容
1スロット 石英トーチ
アルミナインジェクター 2.0mm (標準)ガラスサイクロン用スプレーチャンバー
同軸ネブライザー(K1タイプ、低流量用)
インジェクター アダプター

品番N0790608
N0790131
N0791183
N0791352
N0777707
N0790143

スコット / クロスフローⅡ スペアーキットスコット / クロスフローⅡ スペアーキット
キット内容
1スロット 石英トーチ
アルミナインジェクター 2.0mm (標準)スコットスプレーチャンバー
Gem Tip クロスフローⅡ ネブライザー
インジェクターアダプター

品番N0790609
N0790131
N0791183
N0791499
N0780546
N0790156

有機溶媒用キット
有機溶媒用キット
キット内容
ハイブリットトーチ 3スロット
アルミナインジェクター
バッフル サイクロンスプレーチャンバー
GemCone ネブライザー
サイクロン スプレーチャンバー アダプター

品番N0790610
N0790249
N0791181
N0791352
N0770358
N0790141

パージウィンドウ
パージウィンドウ
石英窓(パージガス遮蔽版, Axial用)
石英窓(パージガス遮蔽版, Radal用)
オプティカルキット
Axial フラットミラー キット7

品番09992731
N0690672
N0790439
N0790196

Optima用 試料導入系
トーチ
トーチ
デマンタブル石英製トーチ
アウターチューブ、ミドルチューブの部分を1体とした組み立て型トーチで 0-3 スロットのタイプがあります。
スロットの数は使用する装置の型式とアプリ
ケーションで選んでください。スロット無しは有機溶媒用、1スロットは水試料用、3スロットは
有機溶媒用です。

ICP モデル
スロット数
Optima 8x00
(有機溶媒用）
Optima 8x00
1
(水溶液用）
Optima 8x00
3(有機溶媒用）
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00(有機溶媒用）
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00(有機溶媒用ショート）
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00
1（水溶液用）
Optima 4300V/5300V/7x00V
3(有機溶媒用）
Optima 3x00 DV
1
Optima 3000 SCX/3x00 XL
Optima 3000/3000
1
SCR/3x00 RL
Optima 3000/3000
SCR/3x00 RL

3

品番N0780133
N0780130
N0780132
N0770343
N0770344
N0770338
N0771500
N0691662
N0695379
N0690568
N0681690

トーチ用交換部品
ICP モデルOptima8x00 O-リングキット
Optima2x00/4x00/5x00/7x00 O-リングキット

Optima8x00用カッパーホイル ( 50枚入 )Optima2x00/4x00/5x00/7x00用カッパーホイル ( 24枚入 )プラズマガス/イグナイターケーブル

09200078（1）,09902131（1）,09902223（2）09921061（1）,09921062（1）, 09931014(1)09202045（1）,09902131（1）,09902223（2）09921061（1）,09921062（1）Optima3000/3000XL用

8

品番N0780437
N0770437

品番N0781097
N0775297
N0690607

Optima用 試料導入系
インジェクターインジェクター
アルミナインジェクター
王水、ふっ化水素酸など、すべての酸で腐食されることのない標準のインジェクターです。
内径ICP モデルOptima 8x00

Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
Optima 2x00/4x00/5X00/7x00 DV

Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300V/7300V
Optima 4300V/5300V/7300V

0.8 mm i.d.
1.2 mm i.d.
1.2 mm i.d. (入り口側＆出口側共に 1.2mm)
2.0 mm i.d. ( 標準品 )0.85 mm i.d.
0.8 mm i.d.
1.2 mm i.d.
2.0 mm i.d.
1.5 mm i.d.
2.0 mm i.d.
2.0 mm i.d.
1.2 mm i.d.

品番N0781009
N0781015
N0781007
N0781014
N0582186
N0775227
N0775228
N0775177
N0582185
N0695362
N0582184
N0771531

石英インジェクター
石英製インジェクターは有機溶媒やふっ化水素酸を含まないマトリックスで使用します。いくつかの内径のものが用意されていますから標準のインジェクターと交換して試せます。
ICP モデルOptima 8x00

Optima 2x00/4x00/5X00/7x00 DV
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300V/7300V

サファイアインジェクター
サファイア製インジェクターはけい素の分析に最適です。
ICP Model
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV
Optima 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7x00 DV
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300V/7300V

内径0.8 mm i.d.
1.2 mm i.d.
2.0 mm i.d.
1.6 mm i.d.
1.2 mm i.d.
3.0 mm i.d.
1.2 mm i.d.
1.6 mm i.d.
2.0 mm i.d.
0.8 mm i.d.
0.8 mm i.d.
1.6 mm i.d.
2.0 mm i.d.
3.0 mm i.d.

内径1.8 mm i.d.
2.0 mm i.d.
2.0 mm i.d.
2.0 mm i.d.
2.0 mm i.d.

9

品番N0781018
N0781019
N0781050
N0781016
N0775226
N0781017
N0695460
N0695449
N0695442
N0695461
N0775225
N0775223
N0775014
N0775224

品番N0777044
N0781008
N0775247
N0695495
N0695494

Optima用 試料導入系
インジェクターアダプター
インジェクターサポートアダプター
ICP モデル

スプレーチャンバー
すべて
1. Oリング
8.74ID 1.78WD
2. インジェクターアダプター
3. Oリング
0.239ID 0.070WD
4. ワッシャー5. ナットOptima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV/8x00

Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX

ロイトンスコット形
ロイトンスコット形
サイクロン形
サイクロン形
サイクロン形

Optima 4300V/5300V /7300V(bottom)
Optima 4300V/5300V/7300V (top)

品番N0770603
09921028
N0776024
09902207
N0776014
N0776025

N0695214
N0695400
N0690780
N0771526
N0771527

インジェクターサポートアダプター O-リングキット
ICP モデル

品番
N0770438
N0690269
N0690769

Optima 2x00/4x00/5X00/7x00 DV/8x00
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX

Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300V/7300V
インジェクター ,アダプター

A
B

アルミナインジェクター 2.0 mm i.d.
インジェクターサポートアダプター
ロイトンスコット形

10

品番N0695362
N0695400

Optima用 試料導入系
ネブライザー
同軸形ネブライザー
同軸形ネブライザー
Meinhard®
のガラス製同軸形ネブライザーは設計・製造において正確な標準化が行われています。その利点は構造と操作方法の簡単さ、再現性の良さ、自己調整型のエアロゾルなどです。このネブライザーは低い塩濃度(1%以下)の水溶液で優れた感度と繰り返し性を示します。
Meinhard®ネブライザーは自己吸引型です。また、ふっ化水素酸を含む試料は分析できま
せん。PerkinElmerでは3種類のネブライザーを供給しています。A型 C型 K型です。これらのネブライザーをロイトン製二重管形チャンバーで使用するためにはエンドキャップが必要です。エンドキャップの型番を確認下さい。
MEINHARD モデル
タイプ A
タイプ C
タイプ K1タイプ K3アプリケーション
標準用
高粘性溶液用
有機溶媒用
有機溶媒用

MEINHARD ネブライザー部品

品番N0777414
N0777460

液体用エンドコネクターキット
MEINHARDネブライザー用ネブライザー・クリップ

ICP モデルOptima 2x00/3x00/4x00/5X00/7x00/ 8x00

エンドキャップ

品番00472020
00472022
N0777707
N0681574

品番N0680504

TM（同軸及びGemCone ネブライザー 00472020,00472022,N0681574,N0690670,N0770358用）
マイクロミストネブライザー
マイクロミストガラス製同軸形ネブライザーは導入量が少ない為、試料量が少ない時に有効です。吸い込み量0.2-0.6mL/分のものには1.3mm
o.d.×0.50mm i.d.×700mの試料導入管が、吸い込み量0.05-0.1mL/分のものには1.3mmo.d.×0.25mm i.d.×700mの試料導入管が附属します。
全てのマイクロミストネブライザーにはアルゴンガス接続用のEzyLokが附属します。
全てのマイクロミストネブライザーはパーキンエルマー製EzyLokアルゴンコネクターが必要です。
ICP モデルAr Flow Rate
Uptake rate
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
1 L/min
0.4 mL/min.
1 L/min
0.2 mL/min.
0.7 L/min
0.6 mL/min.
Optima 2x00/3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/
4x00/5X00/7x00/8x00
0.7 L/min
0.2 mL/min.
0.7 L/min
0.1 mL/min.
0.7 L/min
0.05 mL/min.
マイクロミストネブライザー 品番: N0775343
1 L/min
0.1 mL/min.
1 L/min0.05 mL/min.

11

品番N0775341
N0775342
N0775346
N0775347
N0775348
N0775349
N0775343
N0775344

Optima用 試料導入系
ネブライザーPEEK Mira Mist ネブライザー
MiraMistは通常のスプレーチャンバーに直接接続できるため、ガラス製同軸形ネブライザーに置き換えて使用できます。
その特長は少試料消費量、塩に強いパラレルパス構造などです。試料導入量は0.2mL-2.5mLで使用可能です。このネブライザーを使用してOptima
2x00/3x00/4x00/5x00/7x00/8x00 での水試料分析を実施できます。
ICP モデルOptima 2x00/3x00/4x00/5x00/7x00/8x00

Uptake rate
0.2 to 2.5 mL/min

品番N0775330

MicroFlow ネブライザー
MicroFlowネブライザーはフッ素重合体により高い耐腐食性にデザインされ、強酸、アルカリ、高濃度食塩水、高固体密度の液体に対しての使用に理想的です。目詰まりを防ぎ、自吸で効率的なエアゾルを供給します。
品番N0777219
N0777049
N0777676

ポリプロピレン ST ネブライザー
PFA-ST マイクロフロー ネブライザー
PFA-ST3 マイクロフローネブライザー

SeaSpray ネブライザー
SeaSpray同軸ネブライザーは高塩濃度の試料に適合するだけでなく、微量分析に有用な高い噴霧効率を持っています。飽和溶解度に近い高塩濃度溶液でもネブライザーに塩が析出することはありませんし、比較的高感度で測定が可能です。すべての Sea Spray ネブライザーは EZT-073 EZY Fit(試料導入管 0.75 mm i. d × 1.3mm o.d.) が附属します。PerkinElmer 社が提供する全ての Sea Spray ネブライザーにはアルゴン接続管 EZY Lok
が附属します。
ICP モデルOptima 2x00/3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/
4x00/5X00/7x00/8x00
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL

Ar Flow Rate
0.7 L/min.

Uptake rate
2 mL/min

品番N0775345

1 L/min.

2 mL/min

N0775340

SeaSpray ネブライザー 品番: N0775340

GemCone™ ネブライザー
GemCone™ネブライザー（高粘性溶液用）

二重管形のスプレーチャンバーと合わせて使用するためにはN0680504のエンドキャップとN0770336のチュービングが必要です。

GemCone™ネブライザー（高粘性溶液用）（低流量用）

サイクロン形チャンバーでの使用にガス流量を最適化しています。スコット型のスプレーチ
ャンバーの使用にはN0680504のエンドキャップが必要です。

ICP Model
Optima 2x00 / 4x00 / 5X00
/ 7x00 / 8x00

品番
N0770358

Optima 3x00

N0690671

GemCone 用試料導入部

試料導入用キャピラリーチューブをネブライザーに接続するプラスチック
フィッティング

エンドキャップ

同軸及びGemCone™
ネブライザー00472020, 00472022,
N0681574, N0690670, N0770358用

12

品番
N0690670

ICP Model
Optima 2x00 / 3x00 / 4x00 /5X00 / 7x00 / 8x00

品番N0371505

品番N0680504

Optima用 試料導入系
ネブライザー
GemTip クロスフローネブライザー
GemTip クロスフローⅡ
ネブライザーPPS(Carbon-filled polyphenylsulfide）製
エンドキャップに赤色ルビー製Arガス用チッ
プ、透明サファイア製サンプル用チップを取り付けたものです。強酸(HFを含む)性の試料の分析ができます。

ICP Model
Optima 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7x00
Optima 3000/3x00RL/3x00SCR

品番
N0780546
N0770546
N0680503

ICP Model
Optima 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7x00

品番N0780676
N0690676

品番：N0770546

GemTip クロスフローⅡ
ネブライザーチップキット

赤色ルビー製Arガス用チップ(0.009in.i.d.)と透明サファイア製サンプル用チップ(0.012in.i.
d.)クロスフロー形ネブライザーに使用します

クロスフローOリングキット

09902001 2個, 09902033 2個, 09902151 3個, 09921003 1個,
3 cm 試料導入管を含みます。テフロン製です。

品番
N9300067

品番：N0690676

クロスフローネブライザーエンドキャップ交換キット

このキットにはクロスフロー形ネブライザーとエンドキャップ(N0680503)とネブライザー取り付けに必要なフィッティング類が含まれます。このネブライザーとエンドキャップはPlasma 40/400, Plasma 1000/2000,
Optimaシリーズで使用可能で、古いタイプのネブライザーとエンドキャッ
プ(N0580613)に交換して使用可能です。

13

品番N0680610

Optima用 試料導入系
ネブライザー
GemTip クロスフローネブライザー交換部品
GemTip
クロスフローIIネブライザー交換部
品

1
2
3
4
*
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

スクリュー Knurled
エンドキャップリング
エンドキャップOリング （18W,1-3/8 i.d.,1-5/8 o.d.）フィッティングリデューサー （1/8 TBG,1/4 Port）
このパーツは4つ含まれています。
フェラル（TBG 1/8 Tefzel)
ナット（TBG Flanged 0.0625 PEEK）
ナット（TBG Flanged 0.125 PEEK）
フェラル（TBG 1/16 Tefzel）
PTFE製チューブ(0.031 i.d.x 0.016 Wall : 1ft）
PTFE製チューブ(0.06 i.d.x 1/8 o.d. : 1ft )GemTip クロスフローⅡネブライザーチップキットa
アルゴンチップ (赤)bサンプルチップ (透明)エンドキャップクロスフローネブライザー
Oリング 0.126 i.d., 0.040 WD,Viton（2個必要）
ポリエチレン製キャピラリーチューブ( 0.6 mm i.d. 0.97 mm o.d. 10ｆｔ)
ナット
フェラル（Back 1//4 BRS）
フェラル（Front 1//4 BRS）
インサート
チューブ接続用フィッティング – Not Shown
フィッティングチューブ
フィーメールナット 1/8 inch
チューブフィッティング

14

品番00473539
00473543
09902033
09903471
09920515
09920546
09920545
09920518
09985708
02506483
N0690676

N8122239
09921045
09908265
09903199
09903104
09903103
00473578
09920186
09903129
0990313009903128

Optima用 試料導入系
スプレーチャンバー
サイクロン形スプレーチャンバー
スプレーチャンバーは試料導入系に不可欠です。その役割は試料に霧を粒径で分別して細かい霧だけをプラズマ中に導入します。サイクロン形スプ
レーチャンバーは遠心力を利用して大きな粒径の霧を効率よく短時間で除去できます。また、細かい霧の再結合が起こりにくい構造をしています。結果的に高効率で安定性の良いかつ置換時間の早い設計となっています。

時間とコストの低減
1 チャンバー、ネブライザーの組み合わせは調整済みですから、試料導入系の組み立てや調整の時間が低減されます。
2 最小のデッドボリュームとドレイン効率の良い排出により、時間当たりの試料処理数が増加します。
設計上の特長1 他のサイクロン方式と比較してネブライザーの取り付け口が広くなっています。これによりネブライザー周囲での試料の滞留が起きずに、キャリーオーバーの低減、短時間の洗浄を実現しています。Optimaの作業効率が向上します。
2 ネブライザー取り付け口の角度は厳密に作られており、この結果ネブライザーからの霧はチャンバーの同じ部分にあたります。この時の角度が大
きな液滴の除去効率にとってたいへん重要となります。
3 金属フリーのプラスチック製アダプターがネブライザーの取り付けを最適な場所に固定する部品として使われています。オぺレターはネブライザーを出し入れして最適位置を探す必要はありません
4 スプレーチャンバーの内面上部には機械的に加工された峰がつけられています。この峰の角度と深さが効率の良い排液の流れと大きな霧の除去を行なっており、とても重要な部分です。これによってスパイクノイズの低減と洗浄時間の短縮が実現しました。

サイクロン形スプレーチャンバー
標準型及びOリングフリーのサイクロンチャンバーではGemConeネブライザー、ガラス同軸形ネブライザーとも使用可能です。耐ふっ化水素酸性のサイクロン形チャンバーはGemConeネブライザー、SeaSprayネブライザーあるいはマイクロミストネブライザーと組み合わせて使用するのが望ましいです。
ICPモデルOptima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00DV / 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00DV / 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00DV / 8x00
Optima 4300V/5300V/7300V
Optima 3x00 DV/XL/3000 SCX
Optima 3x00 DV/XL/3000 SCX

タイプ
標準
Oリング無
HF用
HF用
標準
Oリングフリーサイクロン形スプレーチャンバー用ドレインコネクター
ICPモデル
サンプルチューブサイズ
Optima 8x00
1/16 in.o.d.x 0.75mm i.d x 700mm
Optima 8x00
1.3 mm o.d. x 0.75mm i.d x 700mm

品番N0776052
N0775351
N0777496
N0777497
N8122188
N0775350

数量
3
3

品番
N0774080
N0774077

バッフル付サイクロン形スプレーチャンバー
バッフル付のサイクロンチャンバーは二段階の粒径分別機構として、チャンバーの中央に管が置かれています。この働きによって試料中の大きい粒径のエアロゾルの分離が効率よく行えます。
バッフル構造は以下の二つの特長があります。
1 バッフルの下端とチャンバーの内壁との距離を厳密に制御して製造されています。これにより底部で液滴が形成されることがなくなり、スムーズなドレイン排出が行われ安定性が向上します。
2 バッフルの先端が斜めにカットされているため、直角にカットされた場合よりサンプリングの有効断面積が大きくなっています。これにより、より効率的なサンプリングとマトリックス効果の低減が実現しています。
ICP モデルOptima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00DV / 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00DV / 8x00
Optima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00DV / 8x00
Optima 4300V/5300V/7300V
Optima 4300V/5300V/7300V

N0776052

タイプ
標準
Oリング無
Oリング無 有機4mmバッフル用
標準
Oリング無

N0775351

N0776053

15

品番N0776053
N0775352
N0775355
N0771501
N0775356

N0775352

Optima用 試料導入系
スプレーチャンバー
ロイトン製二重管形スプレーチャンバー・交換部品
ロイトン製二重管形ス
プレーチャンバー

ロイトン製二重管形スプレーチャンバーは耐薬品性の高いロイトン樹脂で作られています。ロイトン樹脂はふっ化水素酸、王水を含む
大半の鉱酸、通常ICP分析で使用される有機溶媒に耐性があります。二重管形のチャンバ
ーはペリスタポンプの脈流の影響を最小に抑えることが可能です。タイプⅡは二体二分離できる構造なので洗浄が容易です。

ICP モデルOptima 2x00/4x00/5X00/7000/7x00/
8x00
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
Optima 3x00 DV/XL/3000 SCX

品番N0770357
N0690640
N0690720

品番1
ポリプロピレン（オス型）チューブフィッティング 1/8 NPT,1/4 in.
09903999
2
真ちゅう製（オス型）チューブフィッティング 1/8 NPT,1/4 in.
09903428
309903094
インサート （アルミニウム製 1/8 in.i.d.1/4 in.o.d.）
4
石英製インジェクター 1.2 mm i.d.
N0695460*
5
N0695426
トーチ接続用アダプター*
6
B0018283
シリコーンチューブ 1/4 in.i.d ,1m
7
TFEテフロンチューブ 1/4 in.,1 m piece02508059
8
N0692079
外付けチャンバー取り付け用ブラケット*
9N0695368
スプレーチャンバーアダプター（外付けスプレーチャンバー）10
N0690677
ネブライザーガス用配管チューブ
11
シリコンOリング (red)0.364 in.i.d.,0.070 in.width*
09902247
12
バイトンOリング (for use with Silicone applications)0.364 in.i.d.,0.070 in.width*09902015
1302506532
タイゴンチューブ (F4040A) Translucent Yellow,3/8 in.i.d.,cut to 3/4 in.**
14
N0695414
ドレインアダプター
15
09920262
エルボーフィッティング Kynar,10-32 UNF Male,3/32 in.**
16
09985729
ソルベントフレックスチューブ Yellow PVC,0.060 in.i.d.
1709920186
チューブ接続用フィッティング Kynar,3/32 in.Tubing to 3/32 in.
18
N0582258
スプレーチャンバー インナー to be Assembled with Item 19**
19
N0695222
スプレーチャンバー アウター
20
取り付け用ネジ 4-40 x 5/16 in.long
0991013321
外付けチャンバー取り付け用クリップ 1.375 in.i.d.
09986072*Optima2x00/4x00/5x00/7x00用の高揮発性有機溶媒用外付けスプレーチャンバー（N0770608)に交換パーツとしても使用できます。

ロイトン製二重管形外付けチャンバーKit
交換部品Optima3x00
用

16

Optima用 試料導入系
ドレイン
ドレイン
ドレイン用キット
スプレーチャンバーからの排液をポンプで引き出すためのロイトン製スプレーチャンバー用のフィティングとチューブから構成されています。

ドレインアダプターアセンプリー

ICP モデルOptima 7000/7x00

品番
N0770613

エンドキャップ
ドレイン用キット（フィッティング類含む）
ドレイン用キット（フィッティング類含む）

ICP モデルOptima 2x00/4x00/5X00
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
Optima 3x00 DV/XL/3000 SCX

品番N0680504
N0690287
N0690288

ドレインキャップ
エルボーフィッティング for the 3x00 XL
ドレインボトル(15L)

品番N0690271
09920262
09904991

ドレイン付属品

17

Optima用 試料導入系
トーチモジュール
トーチモジュールICP モデルOptima 8x00
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00

品番N0780607
N0770607

1スロットの組み立て型トーチ、トーチ取り
付けブロック、2mm内径アルミナ製インジ
ェクター、ロイトンスコット形チャンバー、
GemTipクロスフロー形ネブライザー（Ⅱ型）を含む完全な試料導入系のモジュールです。

Optima 8x00
Optima 2x00/4x00/5x00 DV/7x00

N0780606
N0770606

予備のクイックチェンジモジュールあるいはトーチ室内をメンテナンスする時のためのスタンドです。

Optima 2x00/4x00/5x00/7x00/8x00
Optima 3x00

N0770609
N0690636

クイックチェンジトーチモジ
ュール(サイクロン形）

１スロットの組み立て型トーチ、トーチ取り付けブロック、２mm内径アルミ
ナ製インジェクター、サイクロン形ス
プレーチャンバーMeinhard®社製C型同軸形ネブライザーを含む完全な試料導入系のモジュールです。

クイックチェンジトーチモジ
ュール（スコット形）

クイックチェンジトーチモジュールスタンド

18

Optima用 試料導入系
トーチモジュール
トーチモジュールその他
品番N0770600

マウンティングトーチモ
ジュール

トーチ、インジェクター、チャンバー、ネブライザーを含まないトーチ取り付け
ブロック単体です(Optima2x00/4x00/5X00/7x00）

超音波ネブライザー用
トーチアダプター

超音波ネブライザーをOptima2x00DV/3x00XL/3x00DV/3000SCX/4x00DV/
5X00DV/7000/7x00で使用する時にインジェクターサポート(N0695400またはN0770603)と試料導入管(1/4in)を接続するアダプターです。

N0690770

耐ふっ化水素酸性クイックチェンジトーチモジ
ュール（Vタイプ用）

Optima4300V･5300Vで使用する耐ふっ化水素酸の試料導入系です。3スロットの組
み立て型トーチ、トーチ取り付けブロック、2mm内径アルミナ製インジェクター、ふっ化水素酸耐性サイクロン形チャンバー、GemConeネブライザーを含む完全な試料導入系のモジュールです。

N0770911

使用済み潤滑油分析用クイックチェンジトー
チモジュール(vタイプ用）

Optima4300V･5300Vで使用するOil分析用の試料導入系です。3スロットの組み立て
型トーチ、トーチ取り付けブロック、1.2mm内径アルミナ製インジェクター、バッフル型
サイクロンチャンバー、GemCone低流量用ネブライザーを含む完全な試料導入系のモジュールです。

N0770910

19

Optima用 試料導入系
トーチ、付属品
トーチモジュール交換パーツ
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL用のクイックチェンジトーチ
モジュールとその交換部品

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ネジ#10
GemTip™クロスフローⅡネブライザー
アルミナインジェクター 2.0 mm i.d.
スプレーチャンバー インナー
デマンタブル石英製トーチ
トーチモジュールマウント
プラズマガス/イグナイターケーブル
インジェクターサポートアダプター ロイトンスコット形
トーチサポート
スプレーチャンバー アウター
位置調整マウント
クランププレート
ネジ
Oリング
タイゴンチューブ
Oリング
Oリング
Oリング
インサート
Oリング
スクリュー – BDHM 6--32 x 1/4 in.
ポリエチレンチューブ
コネクタ 1/8 NPT to 1/4 TBG
インサート
ワイヤーマーカー （プラズマガス）
マーカー（補助ガス）
バルブフィッティング 10-32 MALE 1/8

# #

20

品番
N0580534
N0680503
N0582184
N0582258
N0690568
N0690593
N0690607
N0695214
N0695220
N0695222
N0695225
N0695238
N0581558
00473194
02506516
09902207
09902155
09902247
09903094
09902015
02506517
09920118
09940438
09920034

Optima用 試料導入系
トーチモジュール

Optima3x00用
デマンタブルトーチ、Components
A
アルミナインジェクター
2.0ｍｍ i.d.

交換部品

B

C1

1
2
3

Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
1-スロットOptima 3000/3000 SCR/3x00 RL
スロット無しトーチ
Optima3x00 SCX/3x00 XL
1-スロットOptima 3x00 DV
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
ロイトンスコット形スプレーチャンバー用
Optima3000 XL/3x00 DV/3x00 SCX
ロイトンスコット型スプレーチャンバー用
Optima 3000 SCX/3x00 DV/3x00 XL
サイクロン形スプレーチャンバー用

デマンタブル石英製トーチ

インジェクターサポート

Oリング
Oリング
Oリング

品番
N0695362
N0582184
N0690568
N0695379
N0691662
N0695214
N0695400
N0690780
09902155
09902247
09902006

21

Optima用 試料導入系
トーチモジュール

Optima 3x00XL/3x00 DV/3x00 SCX用
クイックチェンジトーチモジュール、
交換部品

Components
1
アルミナインジェクター 2.0mm i.d.
2
ブロック-Axial
3
インジェクターサポートアダプター
4
プラズマガス/イグナイターケーブル
5
タイゴンチューブ
6
ポリエチレンチューブ
7
Oリング
8
ネジ
9
バルブフィッティング 10-32 MALE 1/8
10
Oリング
11
Oリング
12
Oリング
13
インサート
14
ネジ
15
ネジ
16
ネジ
17
ネジ
18
ワッシャー
19
ロックワッシャー20
クイックコネクト
21
クランプホース
22
インサート
23
Oリング
24
ネジ
25
ワイヤーマーカー
26
チューブ
27
ワイヤーマーカー
28
シリコンチューブ
29
アキシャルドレインフィッティング
30
ソルベントフレックスチューブ Yellow PVC,0.060 in.i.d
31
クランププレート22

品番N0695362
N0695367
N0695400
N0690607
02506516
02506517
0047319409920034
09902207
09902155
09902247
09903094
09908522

09920021
09903021
09920118
09921028
09923012
09940438
09985727
09985514
09920528
09985729
N0695381

試料導入系
ペリスタルティックポンプ
ペリスタルティックポンプ
品番N8122126

ペリスタルティック4チャンネル
ポンプ(Gilson)

Gilson社製４チャンネルペリスタルティックポンプはOptimaシリーズで使用可能です。Optima3x00でポンプをコンピュータ制御するためにはアダ
プターケーブル(N0690262)(別売)が必要です。Optima2x00/４X00/５X0
0/7000/7x00ではコンピュータ制御はできません。これらの装置では装置に組み込みの３チャンネルペリスタルティックポンプを使用してください。

ペリスタルティック4チャンネル
ポンプ（Gilson）用アダプターケーブル

ペリスタルティック4チャンネルポンプ制御用PCコントロールアダプターケーブルです。

N0690262

オンライン内標準添加フローイ
ンジェクションキット

内標準溶液を標準液、ブランク液、試料溶液に自動的に添加することができます。ペリスタルティックポンプチューブとフィッティングから構成されています。Optimaのペリスタルティックポンプの三番目の流路を使用して内標準溶液を添加します。ペリスタルティックポンプチューブ（N0695476)とFIAS接続アダプター付です。

N0774068

Roller Material
送液ポンプヘッド
Optima2x00/4x00/5X00/7000/7x00用

プラスチック製ローラー付ステンレス製ローラー付

品番N0690284
N0690360

Optima3000専用ぺリスタルティッ
クポンプ台

試料台に架ける形の追加の棚です。試料台のスペースが必要なときに
有用です。

23

品番
N0690639

試料導入系
ペリスタルティックポンプ
ペリスタルティックポンプチューブ
ポリエチレン製キャピラリーチューブ ( 0.6 mm i.d. 0.97 mm o.d. 10ｆｔ)

PVC製ポンプチューブ
ソルベントフレックス製ポンプチューブ
シリコン製ポンプチューブ

サンプリングチューブ（12本入)
ドレインチューブ(12本入）
サンプリングチューブ（12本入)
ドレインチューブ(12本入）
サンプリングチューブ（6本入)ドレインチューブ(6本入）

品番09908265
品番09908587
09908585
0047355009923037
00473552
N0691595
品番09985708
B0029792

PTFE製チューブ(0.031 i.d.x 0.016 Wall : 1ft）
PTFE製チューブ (1.0mm i.d. : 1m )24パージウィンドウ･RFロードコイル
パージウィンドウ･RFロードコイル
パージ用部品
セラミックインターフェースコーン

Optima3000XL用のプラズマと分光器の間に取り付けるセラミック製
コーンです。

セラミック製パージイクステンション

Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL/4300V/5300V/7300V用

品番
N0690666
N0581455

石英製窓（パージガス遮蔽板）
軸方向測光のパージガス窓は分光器とプラズマの間に置かれ交換可能な形の石英版です。ラジアル方向のパージガス用窓は石英製の交換可能なチューブタイプです。
Optima 4x00DV/5X00DV/7x00DV/8300用ウィンドウキット
1. アキシャルパージウィンドウ
2. Oリング 0.551ID 0.070WD
3. 六角レンチ (2mm)
4. ラジアルパージウィンドウ
5. Oリング 0.674ID 0.103WD
ｘ2個*＊09200064 単品購入の際は入数 1

品番N0770439
N0771116
09902143
09907917
N0770944
09200064

7. Optima 4x00DV/5X00DVラジアルパージウィンドウ（2004年末迄）N0770322

Optima 2x00/7000/8000用ウィンドウキット

N0800439
09921036
09921057
09921062
09992731
N0690672

6. Oリング - 0.984 ID 0.140WD
Oリング - 1.484ID 0.139WD
Oリング - 1.046ID 0.139WD
石英製窓（パージガス遮蔽板） Axial
石英製窓（パージガス遮蔽板） Radial
Optima 2x00/7000/8000/3000 SCX/3x00 XL
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL/4300V/5300V/7300V
Optima 3x00 DV
Optima 3x00 DV (long tube)
Optima 2x00/7000/8000/3x00 DV (short tube)

Axial
RadialAxial
RadialRadial09992731
N0581497
B0066549
N0691689
N0690672

部品
B1 石英製窓（パージガス遮蔽版）Radial Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL/4300V/5300V/7300V用

品番
N0581497

B2

N0581455

セラミック製パージイクステンション Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL/4300V/5300V/7300V用

25

パージウィンドウ･RFロードコイル
パージウィンドウ･RFロードコイル
RFロードコイル
1. RF ロードコイル

RF ロードコイル付属品

ICP モデルOptima 2x00/4x00/5X00/7x00 DV
Optima 3x00 XL/3x00 DV

品番N0775300
N0690772

Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL (1994/9/21以降の装置)

N0690668

Optima 4300V/5300V

N0771536

タイプⅡデマンタブルトーチ用イグナイター放電部
ナイロンイグナイタースタンドオフ

品番N0680275
09989859

トーチボンネット
ICP モデル
品番
Optima 2x00/4x00/5X00
N0775289
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
N0695295(for instruments manufactured BEFORE
9/21/94)
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL
N0695456(for instruments manufactured AFTER 9/21/94)

2. 石英製ボンネットトーチとRFコイル間のスペーサーとして使用します。

Optima 3x00 XL/3x00 DV

N0691664

エアフィルター
品番09995098
N07752201.分光器側エアフィルター
2.RFジェネレーター側エアフィルター

1

2

26

付属品
オートサンプラー
オートサンプラー
品番

品番
N2020006
JP030464B

N8122365

N8122364
N8122399

S10 オートサンプラー
S10オートサンプラーカバー
CETAC ASX-520HS オートサンプラー
220V／ 110V
CETAC ASX-520 W/EXR-8拡張ラックオートサンプラー（220V)

AS-90/90A/90Plus サンプルトレイ

サンプルトレイ B - 98 pos
サンプルラック（15mLx29, 50mLx9サンプル）
サンプルラック （15mL, 60サンプル）
サンプルラック（50mLx21サンプル）
サンプルトレイ A - 144 pos

品番
B3000132
B3001647
B3140618
B3140621
B3000133

AS-91 サンプルトレイ

サンプルトレイ E - 218 pos
サンプルトレイ F - 152 pos

B0509554
B0509555
品番N9301204
B0193235
B0508901
N9301205
B0193234
B0193233

サンプルカップ (4.5mL) (ポリプロピレン製1000個入・キャップなし）
サンプルカップ(6mL) (ポリプロピレン製500個入・キャップ付）
サンプルカップ(8mL) (ポリプロピレン製1000個入・キャップなし）
サンプルカップ(16mL) (ポリプロピレン製1000個入・キャップなし）
サンプルカップ（50mL) (ポリプロピレン製500個入・キャップ付）
サンプルカップ(15mL) (ポリプロピレン製500個入・キャップ付）

AS-93Plus / S10 サンプルトレイ
品番B3000152
B3000055
B3001769
B3000157
B3000158
B0191060
B3000159
B3000160
B3000161
B3001770
B3001771
B3001772

ステンレス製サンプリングプローブ（スクリューフィッティング付）
樹脂製サンプリングプローブ (0.6mm i.d.)
樹脂製サンプリングプローブ (1.0mm i.d.)
PTFE製チューブ (0.6mm i.d. : 1fit)
PTFE製チューブ (0.6mm i.d. : 2fit)
PTFE製チューブ (1.0mm i.d. : 2fit)
ステンレス製サンプリングプローブ (0.6mm i.d. 1fitチューブ付)ステンレス製サンプリングプローブ (0.6mm i.d. 2fitチューブ付)ステンレス製サンプリングプローブ (1.0mm i.d. 2fitチューブ付)
樹脂製サンプリングプローブ (0.6mm i.d. 1fitチューブ付)
樹脂製サンプリングプローブ (0.6mm i.d. 2fitチューブ付)*
樹脂製サンプリングプローブ (1.0mm i.d. 2fitチューブ付)*標準品

品番
B3000166
B3140236

AS-90/90A/90Plus リンスキット
AS-93Plus/S10 リンスキット
接続図
1. アダプター E ( 6.3mm o.d. )2. アダプター M ( 4.0mm o.d. )3. ポンプチューブ 紫/白（2.79mm i.d.) 6本入
4. コネクター ( 3.2mm to 1.7mm o.d. )5. ポンプチューブ 赤/赤（1.14mm i.d.) 6本入
6. コネクター ( 4.5 - 4.5 mm o.d. )7. アダプター A ( 1.8mm o.d. )8. リンスチューブ ( 700mm )9. PVCドレインチューブ

27

B0196857
B0507919
B3140721
B0199233
B3140730
B3140715
B0193342
B0191059
B0048139

付属品
超音波ネブライザー
CETAC 超音波ネブライザー
CETACの超音波ネブライザーは試料のプラズマへの導入効率を高めICP発光分光分析装置の性能を改善します。一般的には検出下限で1桁の向上が期待できます。
U-5000AT+超音波ネブライザーは発振機からの機械的振動により溶液試料から微細な霧を生成します。
この霧は加熱部冷却部の二段階によって構成された脱水部を通過し、大半の水分を除去した後プラズマへ導入されます。
U-6000AT＋は有機溶媒の直接分析用超音波ネブライザーです。U-6000AT＋を使用することによって炭素起因の緑色のC2分子バンドが軽減されます。この結果、分光干渉が低下します。
PerkinElmer社製のすべてのICP-OES、ICP-MSで超音波ネブライザーの使用が可能です。

U-5000AT+超音波ネブライザー
U-6000AT+超音波ネブライザー

115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
115 V 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
1. サンプルインレットアダプタ
2. トランスデューサー(USN用）
3. エアロゾルスプレーチャンバー
4. Jチューブ (ヒータ付）
5. クーラーアッセンブリー
6. クランプ
7. ガラスソケット
8. タイゴンチューブ ( 5/16 in. O.D. x 3/16 in. I.D. )9. トーチアダプター
10. キャリアガスチューブ ( コネクター付 )11. ポンプチューブ ( コネクター付 : 3ヶ )28

品番JP03N8120140
N8120141
N0691709
N0691710
N8122161
JP030305
JP030324
ED000375
JP030308
N8122223
N8122217
JPSP6005
JP000006
N8122150

付属品
ガスライン系
ガスライン系
エアーフィルターおよび冷却水フィルター
エアフィルター及びレギュレーターキット
交換用フィルターエレメント
プレフィルター用フィルター
シェアガス用フィルター、シェアガス用カートリッジ

ICP モデルOptima 2x00/3x00/4x00/5X00/7000/7x00
Optima 2x00/3x00/4x00/5X00/7000/7x00
Optima 2x00/3x00/4x00/5X00/7000/7x00
Optima 2x00/3x00/4x00/5X00/7000/7x00

品番N0775325
N9306067
09907122
09923464

フィルターエレメント（A82 Balstonエアフィルター用）
メインパワー用エアフィルター
冷却フィルター
冷却水用フィルターカートリッジ

Optima 2x00/3x00/4x00/5X00
Optima 3x00
Optima 2x00/3x00/4x00/5X00/7000/7x00
Optima 2x00/3x00/4x00/5X00/7000/7x00

N0582251
02509115
09904845
09904846

電源
115 V,60 Hz
230 V,50 Hz

品番03030313
03030314
B0810144

電源
115 V,60 Hz
115 V,60 Hz

Built-in Air Compressor品番
Yes
N0695470
No
N0695468

エアコンプレッサー
ネオン補正システム

窒素パージジェネレーター

供給量(50L/min)、供給圧力
2（4.2kg/cm )、タンク容量(38L)
Optima 2x00/7000用

炭素モレキュラーシーブを使用して、特許の吸着法により空気中の酸素、二酸
化炭素、水蒸気とを取り除き高純度の窒素をガスパージ用に供給します。

ネブライザー保護器、洗浄器
品番N0775331

アルゴンガス加湿器(バイパス付）

アルゴンガス加湿器は高塩濃度試料の分析に際して使用され、塩類のネブライザー先端への付着を防止します。取り付け、取り扱いは容易でOptima 2000/4000/5000で使用できます。

Eluo ネブライザー洗浄器

ネブライザーの先端に塩が付着したり試料導入管に微細な沈殿物が付着すると、ネブライザーの噴霧効率が低下します。Euroを使用することにより以前は困難であったこの洗浄が非常に簡単に行えます。

N0775358

サンプルコンパートメント用
試料受け皿

サンプル台に置く耐酸性のトレーです。

N0695233

サンプル台用ライナー
Optima3000用サンプルコンパートメ
ント用熱シールド

サンプル台に敷く耐酸性のライナー
ネブライザーとスプレーチャンバーをプラズマトーチ熱から遮断します。

N0691182
N0695219

Eluo ネブライザー洗浄器
品番：N0775358

アルゴンガス加湿器(バイパス付）
品番：N0775331

29

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用
飲料水、排水用微量標準液
Matrix/Vol.
飲料水、排水用微量標準液 I

2%HNO3 /100 mL

飲料水、排水用微量標準液 II

2%HNO3 /100 mL

20 μg/mL アルミニウム
5 μg/mL アンチモン
5 μg/mL ベリリウム
10 μg/mL コバルト
10 μg/mL 銅
20 μg/mL 鉄
10 μg/mL マンガン
10 μg/mL ニッケル5 μg/mL タリウム
20 μg/mL バナジウム
10 μg/mL 亜鉛
500 μg/mL カルシウム
100 μg/mL マグネシウム
100 μg/mL カリウム
500 μg/mL ナトリウム

Al
Sb
Be
Co
Cu
Fe
Mn
Ni
Ta
V
Zn
Ca
Mg
K
Na

5000 μg/mL カルシウム
5000 μg/mL マグネシウム
5000 μg/mL カリウム
5000 μg/mL ナトリウム100 μg/mL 銀
100 μg/mL クロム
150 μg/mL マンガン400 μg/mL ニッケル
200 μg/mL 鉛
2000 μg/mL アルミニウム
2000 μg/mL バリウム
50 μg/mL ベリリウム
500 μg/mL コバルト
250 μg/mL 銅1000 μg/mL 鉄
500 μg/mL バナジウム
100 μg/mL ヒ素
50 μg/mL カドミウム
30 μg/mL 鉛
50 μg/mL セレン
100 μg/mL タリウム
1000 μg/mL アンチモン
1000 μg/mL 水銀

Ca
Mg
K
Na
Ag
Cr
Mn
Ni
Pb
Al
Ba
Be
Co
Cu
Fe
V
As
Cd
Pb
Se
Ta
Sb
Hg

品番
N9300214

N9300215

装置校正用標準液装置校正用標準液1(4元素混合)

Matrix/Vol.
5%HNO3 /100mL

装置校正用標準液2(5元素混合)

5%HNO3 /100mL

装置校正用標準液3(7元素混合)

5%HNO3 /100mL

装置校正用標準液4(5元素混合)

5%HNO3 /100mL

装置校正用標準液5装置校正用標準液6

2%HNO3 /500mL
10%HNO3 /500mL

30

品番
N9300218

N9300219

N9300220

N9300221

N9300101
N9300133

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用標準液(イニシャルキャリブレーション用)

Matrix/Vol.
5%HNO3 /500mL
22元素混合200 μg/mL アルミニウム
60 μg/mL アンチモン
10 μg/mL ひ素
200 μg/mL バリウム
5 μg/mL ベリリウム
5 μg/mL カドミウム
500 μg/mL カルシウム
10 μg/mL クロム
50 μg/mL コバルト
25 μg/mL 銅
100 μg/mL 鉄
3 μg/mL 鉛
500 μg/mL マグネシウム
15 μg/mL マンガン
40 μg/mL ニッケル
500 μg/mL カリウム
5 μg/mL セレン
10 μg/mL 銀
500 μg/mL ナトリウム10 μg/mL タリウム
50 μg/mL バナジウム
20 μg/mL 亜鉛

Al
Sb
As
Ba
Be
Cd
Ca
Cr
Co
Cu
Fe
Pb
Mg
Mn
Ni
K
Se
Ag
Na
Ta
V
Zn

品番
N9300224

検収時検出下限測定用（ CRDL)標準液
ICPおよびHGA用。TALで正確な濃度比を求めるためのすべての元素が含まれています。
Matrix/Vol.
5%HNO3 /100 mL
CRDL 標準液
120 μg/mL アンチモン
20 μg/mL ひ素
10 μg/mL ベリリウム
10 μg/mL カドミウム
20 μg/mL クロム
100 μg/mL コバルト
50 μg/mL 銅
6 μg/mL 鉛

31

Sb
As
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Pb

30 μg/mL マンガンMn

80 μg/mL ニッケル10 μg/mL セレン
20 μg/mL 銀
20 μg/mL タリウム
100 μg/mL バナジウム
40 μg/mL 亜鉛

Ni
Se
Ag
Ta
V
Zn

品番
N9300225

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用
飲料水用標準液
EPA, SW-846, 1310, 米国飲料水法 (U.S National Primary Drinking Water Regulations) 40 CFR Part 141用です。米国EPA 2007 の付録で使用されるICPによる飲料水の分析用です。また、これらの多元素混合標準は米国EPA 用の溶液ですが他の様々なメソッドにも使用することが可能です。

飲料水用標準液 I（8元素混合）

Matrix/Vol.
2%HNO3 /100 mL

飲料水用標準液 II（4元素混合）

2%HNO3 /100 mL

10 μg/mL ひ素
100 μg/mL バリウム
5 μg/mL カドミウム
10 μg/mL クロム
10 μg/mL 鉛
5 μg/mL セレン
10 μg/mL 銀
10 μg/mL 水銀

Aｓ
Ba
Cd
Cr
Pb
Se
Ag
Hg

100 μg/mL 銅
30 μg/mL 鉄
5 μg/mL マンガン500 μg/mL 亜鉛

Cu
Fe
Mn
Zn

品番
N9300216

N9300217

地下水、排水用標準液
EPAメソッドマニュアル600/4-79-020、水および排水の微量金属の分析法I、II、IIIを参照してください。
Matrix/Vol.
5%HNO3 /100 mL
微量金属I（15元素混合）
500 μg/mL アルミニウム
100 μg/mL ひ素
100 μg/mL ベリリウム
25 μg/mLカドミウム
100 μg/mL クロム
100 μg/mL コバルト
100 μg/mL 銅
100 μg/mL 鉄
100 μg/mL 鉛
100 μg/mL マンガン
5 μg/mL 水銀
100 μg/mL ニッケル25 μg/mL セレン
250 μg/mL バナジウム
100 μg/mL 亜鉛
2%HNO3 /100 mL
微量金属II（3元素混合）
20 μg/mL アンチモン
10 μg/mL 銀
20 μg/mL タリウム
2%HNO3 /100 mL
微量金属III（6元素混合）
500 μg/mL バリウム
500 μg/mL カルシウム
100 μg/mL マグネシウム
500 μg/mL モリブデン
100 μg/mL カリウム
500 μg/mL ナトリウム

Al
As
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Pb
Mn
Hg
Ni
Se
V
Zn
Sb
Ag
Ta
Ba
Ca
Mg
Mo
K
Na

品番
N9300211

N9300212

N9300213

装置調整用標準液
真空紫外域調整用標準液

Matrix/Vol.
2%HNO3 /250 mL

Ca迷光測定用標準液

Matrix/Vol.
H2O/100 mL

32

10 μg/mL アルミニウム
10 μg/mL りん
10 μg/mL 硫黄

AlPS

10,000 μg/mL カルシウムCa

品番N0691580

品番N0691581

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用
化学干渉テスト標準液
元素間干渉補正係数とバックグラウンド補正のファクターの評価に使用します。少なくとも分析前と分析後または8時間測定では2回の測定が必要です。干渉の確認には2つの溶液が必要です。（干渉成分のみと干渉成分測定元素の混合溶液）。
化学干渉テスト標準 干渉成分の溶液はN9300226を液A（4元素混合）
希釈します。干渉成分と測定元素の混合溶液はN9300226の希釈
液10mLと測定元素（N9300227)1
mLをとり、5%硝酸で100mLに希釈します。

化学干渉テスト標準液B（2元素混合）

Matrix/Vol.
5%HNO3 /500 mL

Matrix/Vol.
5%HNO3 /100 mL

5,000 μg/mL アルミニウム
5,000 μg/mL カルシウム2,000 μg/mL 鉄
5,000 μg/mL マグネシウム

品番
Al N9300226
Ca
Fe
Mg

60 μg/mL アンチモン
10 μg/mL ひ素
50 μg/mL バリウム
50 μg/mL ベリリウム
100 μg/mL カドミウム
50 μg/mL クロム
50 μg/mL コバルト
50 μg/mL 銅
5 μg/mL 鉛
50 μg/mL マンガン
100 μg/mL ニッケル5 μg/mL セレン
20 μg/mL 銀
10 μg/mL タリウム
50 μg/mL バナジウム
100 μg/mL 亜鉛

品番
Sb N9300227
As
Ba
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Pb
Mn
Ni
Se
Ag
Ta
V
Zn

化学干渉テスト標準液
N9300226に含まれる4つの干渉元素に加えてTALの元素の定量に干渉を起こす6つの元素がEPASOW.3/90とILM04.0にリストされています。溶液
A（N9300228）にはこれらの元素が含まれています。これらを一緒に用いることによりSOW.3/90にリストされたすべての干渉をチェックし確認することができます。2つの溶液はN9300226の10mLとN9300228の10mLを高純度硝酸5%で100mLに希釈し、用いられます。
干渉元素と分析元素の溶液にはN9300226の10mLとN9300228の10mL、N9300227の1mLとN9300229の1mLを高純度硝酸5%で100mLに希釈し用いられます。

干渉テスト溶液A(6元素混合)

Matrix/Vol.
5%HNO3 /500 mL

干渉テスト溶液B(12元素混合)

Matrix/Vol.
5%HNO3 /100 mL

33

1,000 μg/mL クロム
1,000 μg/mL 銅1,000 μg/mL マンガン1,000 μg/mL ニッケル
1,000 μg/mL タリウム
1,000 μg/mL バナジウム

品番
Cr N9300228
Cu
Mn
Ni
Ta
V

100 μg/mL アルミニウム
100 μg/mL ひ素
100 μg/mL ほう素
10 μg/mL カルシウム
10 μg/mL 鉄
10 μg/mL マグネシウム
100 μg/mL モリブデン
100 μg/mL ナトリウム100 μg/mL アンチモン
100 μg/mL セレン
10 μg/mL けい素
100 μg/mL タリウム

品番
Al N9300229
As
B
Ca
Fe
Mg
Mo
Na
Sb
Se
Si
Ta

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用

干渉チェック標準液18(17元素混合）
バックグラウンド補正が正確に行われているか確認するための溶液です。EPA SW-846、60105.７項、200.7-7.6.2項用

Matrix/Vol.
5%HNO3 /100 mL

干渉チェック標準液（Sb）
干渉チェック標準液（5元素混合）

2%HNO3 /500 mL
5%HNO3 /100 mL

スパイクサンプル

5%HNO3 /100 mL

341000μg/mL ひ素
300 μg/mL バリウム
100μg/mL ベリリウム
300 μg/mL カドミウム
300 μg/mL クロム
300 μg/mL コバルト
300μg/mL 銅1000 μg/mL 鉛
200 μg/mL マンガン
50 μg/mL 水銀
300 μg/mL ニッケル
20000 μg/mL カリウム
500 μg/mL セレン
300 μg/mL 銀
10 00μg/mL タリウム
50 μg/mL バナジウム
100 μg/mL 亜鉛
1000μg/mL アンチモン
1,200 μg/mL アルミニウム
6,000 μg/mL カルシウム5,000 μg/mL 鉄
3,000 μg/mL マグネシウム
1,000 μg/mL ナトリウム200 μg/mL アルミニウム
50 μg/mL アンチモン
200 μg/mL ひ素
200 μg/mL バリウム
5 μg/mL ベリリウム
5 μg/mL カドミウム
20 μg/mL クロム
50 μg/mL コバルト
25 μg/mL 銅
100 μg/mL 鉄
50 μg/mL 鉛
50 μg/mL マンガン
50 μg/mL ニッケル
200 μg/mL セレン
5 μg/mL 銀
200 μg/mL タリウム
50 μg/mL バナジウム
50 μg/mL 亜鉛

As
Ba
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Pb
Mn
Hg
Ni
K
Se
Ag
Ta
V
Zn
Sb
Al
Ca
Fe
Mg
Na
Al
Sb
As
Ba
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Pb
Mn
Ni
Se
Ag
Ta
V
Pb

品番
N9300205

N9300101
N93002082024年4月1日時点で販売終了のためご要望に応じて同等品をお探しし、提案いたします。
N9300230

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用
混合標準液
米国EPA、SW-84、6010-5.4項、200.7-7.4項用
Matrix/Vol.
2%HNO3 /100 mL
混合標準液I（6元素混合）

混合標準液II（5元素混合)

5%HNO3 /100 mL

混合標準液III(3元素混合）

2%HNO3 /100 mL

混合標準液IV（6元素混合)

5%HNO3 /100 mL

混合標準液V(5元素混合）

5%HNO3 /100 mL

多元素標準液2%HNO3 /500 mL

50 μg/mL ベリリウム
150 μg/mL カドミウム
500 μg/mL 鉛
100 μg/mL マンガン200 μg/mL セレン
150 μg/mL 亜鉛
100 μg/mL バリウム
100 μg/mL コバルト
100 μg/mL 銅
10,000 μg/mL 鉄
100 μg/mL バナジウム
500 μg/mL ひ素
100 μg/mL モリブデン
100 μg/mL けい素
200 μg/mL アルミニウム
1,000 μg/mL カルシウム
20 μg/mL クロム
20 μg/mL ニッケル
400 μg/mL カリウム200 μg/mL ナトリウム200 μg/mL アンチモン
100 μg/mL ほう素
1,000 μg/mL マグネシウム
50 μg/mL 銀
200 μg/mL タリウム
50 μg/mL ひ素
1 μg/mL バリウム
10 μg/mL ランタン
1 μg/mL マグネシウム
10 μg/mL マンガン
10 μg/mL ニッケル50 μg/mL カリウム10 μg/mL リチウム10 μg/mL ストロンチウム
10 μg/mL 亜鉛

35

Be
Cd
Pb
Mn
Se
Zn
Ba
Co
Cu
Fe
V
As
Mo
Si
Al
Ca
Cr
Ni
K
Na
Sb
B
Mg
Ag
Ta
As
Ba
La
Mg
Mn
Ni
K
Li
Sr
Zn

品番
N9300200

N9300201

N9300202

N9300203

N9300204

N0691579

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用
品質管理用標準液
米国EPA200.7とEPAマニュアル600/482-055で環境水および排水の化学分析法に加えられています。
Matrix/Vol.
5%HNO3 /100 mL
品質管理用標準液（21元素混合）
100 μg/mL アンチモン
Sb
100 μg/mL ひ素
As
100 μg/mL ベリリウム
Be
100 μg/mL カドミウム
Cd
100 μg/mL カルシウムCa
100 μg/mL クロム
Cr
100 μg/mL コバルトCo
100 μg/mL 銅
Cu
100 μg/mL 鉄Fe
100 μg/mL 鉛
Pb
100 μg/mL リチウムLi
100 μg/mL マグネシウム
Mg
100 μg/mL マンガンMn
100 μg/mL モリブデン
Mo
100 μg/mL ニッケルNi
100 μg/mL セレン
Se
100 μg/mL ストロンチウム
Sr
100 μg/mL タリウム
Ta
100 μg/mL チタン
Ti
100 μg/mL バナジウムV
100 μg/mL 亜鉛
Zn
5%HNO3 /100 mL
品質管理用標準液（7元素混合）
100 μg/mL アルミニウム
Al
100 μg/mL バリウムBa
100 μg/mL ほう素
B1,000 μg/mL カリウムK
500 μg/mL けい素Si
50 μg/mL 銀Ag
100 μg/mL ナトリウムNa

品番N9300281

N9300280

品質管理用標準液
TCLP標準液（8元素混合）
TCLP(Toxicity Characteristics Leachate Procedure) Method 1311分析用
Matrix/Vol.
2%HNO3 /500 mL
25 μg/mL ひ素
TCLP標準液（8元素混合)
500 μg/mL バリウム
5 μg/mL カドミウム
25 μg/mL クロム
25 μg/mL 鉛
5 μg/mL セレン
25 μg/mL 銀
*

As
Ba
Cd
Cr
Pb
Se
Ag
Hg

品番
N93002412024年4月1日時点で販売終了のためご要望に応じて同等品をお探しし、提案いたします。

20 μg/mL 水銀
水銀は容器を分けて500mLのボトルで供給されます

*

36

標準液
PerkinElmer 製 高純度標準液ICP-OES用
波長校正用標準液
可視波長校正用標準液

Matrix/Vol.
2%HNO3 /250 mL

1 μg/mL バリウム
1 μg/mL カルシウム
10 μg/mL ランタン
10 μg/mL リチウム10 μg/mL マンガン
50 μg/mL カリウム10 μg/mL ナトリウム10 μg/mL ストロンチウム

Ba
Ca
La
Li
Mn
K
Na
Sr

品番
N9302946

波長校正用標準液
U.S.EPA SW-846,Method 6010 section 5.6 and method 200.7 section 7.6.1.に準拠しています。
Matrix/Vol.
5%HCI/250 mL
20 μg/mL ひ素
紫外波長校正用標準液(11元素混合）
20 μg/mL ランタン
20 μg/mL リチウム20 μg/mL マンガン
20 μg/mL モリブデン
20 μg/mL ニッケル
100 μg/mL りん
100 μg/mL カリウム20 μg/mL スカンジウム
20 μg/mL ナトリウム100 μg/mL 硫黄
5%HCI/500 mL
20 μg/mL ひ素
紫外波長校正用標準液(12元素混合）
20 μg/mL ランタン
20 μg/mL リチウム20 μg/mL マンガン
20 μg/mL モリブデン
20 μg/mL ニッケル
100 μg/mL りん
100 μg/mL カリウム20 μg/mL スカンジウム
20 μg/mL ナトリウム100 μg/mL 硫黄
1μg/mLカルシウム

As
La
Li
Mn
Mo
Ni
P
K
Sc
Na
S
As
La
Li
Mn
Mo
Ni
P
K
Sc
Na
S
Ca

品番
N0681470

N0582152

波長校正用標準液
使用する前に 20 μg/mL.に希釈してください
Matrix/Vol.
75/85 Base Oil/4 oz.
Plasma40用有機溶媒波長較正溶液（23元素混合）500 μg/mL アルミニウム
500 μg/mL バリウム
500 μg/mL ほう素
500 μg/mL カドミウム
500 μg/mL カルシウム
500 μg/mL クロム
500 μg/mL 銅
500 μg/mL 鉄
500 μg/mL 鉛
500 μg/mL リチウム500 μg/mL マグネシウム
500 μg/mL マンガン500 μg/mL モリブデン
500 μg/mL ニッケル
500 μg/mL りん
500 μg/mL カリウム
500 μg/mL けい素
500 μg/mL 銀
500 μg/mL ナトリウム500 μg/mL すず
500 μg/mL チタン
500 μg/mL バナジウム
500 μg/mL 亜鉛
37

Al
Ba
B
Cd
Ca
Cr
Cu
Fe
Pb
Li
Mg
Mn
Mo
Ni
P
K
Si
Ag
Na
Sn
Ti
V
Zn

品番
N0681581

＊本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせ下さい。
＊記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
＊本カタログに掲載の価格には消費税が含まれておらず、有効期限は価格改定時までとなります。
＊仕様・外観・価格は予告なく変更される場合があります。

Copyright 2024 PerkinElmer Japan GK

August, 2024