No.99MAB047J1

ユーザーズマニュアル

測定力可変式デジマチックマイクロメータ
CLM-QMX, CLM-DKX

ja

1． 各部の名称

12● CLM-QMX② ③①④⑤ ⑥3SR44
No. 938882⑦

安全に関するご注意
商品のご使用に当たっては、記載の仕様・機能・使用上の注意に従ってご使用ください。
それ以外でご使用になりますと、安全性を損なうおそれがあります。

シール

⑭⑨⑧

警告
• 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
• 電池はショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
• 万一、電池のアルカリ性溶液がもれて皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

PERSET

⑬ ⑫

⑪Tips

⑩

エラー表示やカウントしないなどの異常な表示が出た場合は、一度電池を取り外し、再度セットし直してください。

● CLM-DKX②①注意

4⑤ ⑥⑦3． 使用上のご注意■ 測定姿勢0.5
1.5 1.0
2.5 2.0N• 電池は充電式ではないので充電しないでください。＋−を正しく入れてください。液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障、けがなどの原因となります。
• 本商品の測定部分は鋭利に尖っています。身体を傷つけないよう、取り扱いには十分気をつけてください。

④⑭⑨⑧

本器の測定姿勢は水平姿勢（アンビル‐スピンドル‐シンブルの測定軸を水平）のみです。
保証精度で測定を行うためには、マイクロメータスタンド（A）を使用し、水平姿勢の傾きを±3°以内に抑えてください。尚、水平姿勢の傾きによる測定力の変化量の目安は±30°で±0.3 N以内です。

注記• 分解、改造をしないでください。故障の原因となります。
• 急激な温度変化のある場所での使用、保管は避けてください。また、ご使用の際は室温に十分なじませてください。
• 湿気やほこりの多い場所での保管は避けてください。
• 落下などの急激なショックを与えたり、過度の力を加えないでください。
• 測定前には必ず基点合わせを行ってください。
• 使用前後にはゴミ、切り粉などを取り除いてください。
• お手入れの際は、柔らかい布を希釈した中性洗剤に浸してご使用ください。有機溶剤（シンナーなど）を使用すると変形や故障の原因となります。
• スピンドルは抜けない構造になっているため、測定範囲を超えて無理に後退させないでください。故障の原因となります。
• スピンドルの汚れは作動不良の原因となります。スピンドルが汚れた際は、アルコールを少量含ませた布などできれいに汚れを拭き取り、マイクロメータ用オイル ( パーツ No.
207000) を少量塗布してください。
• 電気ペンで番号などを記入しないでください。故障の原因となります。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 本商品は、使用しない状態が 20 分以上続くと自動的に表示が消えます。再び表示させるには、[ON/OFF]キーを押してください。
• 付属の電池は、機能や性能を確認するためのものです。所定の寿命を満たさない場合があります。
• 本商品を 3 か月以上ご使用にならない場合には、本商品から電池を取り外して保管してください。電池の液漏れで本商品を破損するおそれがあります。
• 電池などの消耗による故障または損傷は、保証の対象外となります。

キー操作のアイコンについて

=

<1s=

≥2s

⑬ ⑫
① アンビル② スピンドル③ ストロークエンドブッシュ（CLM-QMX のみ）④ 表示部⑤ データ出力コネクター

⑪±3°

⑩

⑥ カバー
⑦ シンブル*⑧ 測定力設定プラグ⑨ 測定力設定プラグカバー⑩ [HOLD]キー⑪ [ZERO/ABS]キー⑫ [PRESET]キー⑬ [ON/OFF in/mm]キー⑭ 電池蓋（裏面）*シンブル（定圧装置付）：
0.5N-2.5Nタイプのみ■ 表示① 最小値ホールド表示② ファンクションロック表示③ 表示値ホールド表示④ 電池の電圧低下表示（エラー表示）⑤ 比較測定（INC）表示⑥ プリセット表示⑦ 単位表示③②④⑤⑥⑦

測定物を左右に動かすと、スピンドルに設定測定力以外の力が加わります。測定中に設定測定力以外の力がスピンドルに加わらないように、測定物を保持してください。

■ 温度
最小表示量0.001 mmの本商品では、温度変化の影響が顕著に表れます。急激な温度変化を避け、室温に十分なじませてから測定を行ってください。

①■ ストロークエンドブッシュの取り扱い（CLM-QMXのみ）
ストロークエンドブッシュは、測定範囲（10 mmまたは15 mm）を明確にするためのマーカーです。
測定結果には直接影響しませんが、破損防止のため、動かしたり、外したりしないでください。マーカーの定位置（B）は、スピンドルの端面から6 mmまたは11 mmの所です。

2． 電池のセット

B

注記• 電池は必ずSR44（ボタン型酸化銀電池 パーツNo. 938882）をご使用ください。
• 電池蓋は必ずねじ山に合わせて、シールがはみ出さないように取り付けてください。電池蓋やシールがうまく取り付けられていないと、正常に表示しない場合や故障の原因となります。
• 電池をセットし直すとPERSET 値（基点）の設定が消去されます。基点を再設定してください（「5．PERSET 値（基点）設定」を参照）。
・電池の廃棄にあたっては、条例規制などに従ってください。
お買い上げ時、本商品には電池がセットされていません。以下により電池をセットしてください。
1 電池蓋を反時計回りに回して取り外す
2 電池（ボタン型酸化銀電池 パーツNo. 938882）のプラス側を上にしてセットする
3 電池蓋を乗せ、時計回りに回して取り付ける
引き続きPERSET 値（基点）設定を行います。
4 [PRESET]キーを押す⇨ 計数表示となり、カウントを開始する

2019年12月1日 発行

A
■ 測定力

■ 使用後の注意• 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。
水溶性切削油等が付着する場所で使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
• 保管する場合は、測定面は0.2〜2 mm程度開いてください。
• 長期保管する場合は、マイクロメータ用オイル（パーツNo. 207000）でスピンドルを防錆処理して保管してください。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan

4． 測定力の設定

5 [PRESET]キーを押し、設定したい値に変更する⇨[PRESET]キーを押すたびに、数値が切り替わる

PRESET

注記• 測定力を設定する場合は、必ずシンブルの回転が止まる位置（A）までスピンドルを後退させてください。スピンドルの後退が不十分だと正しく測定力を設定できません。
• シンブルはゆっくりと回してください。スピンドルを回転が止まる位置（A）に勢いよく達すると破損の原因となります。
• 測定力を変更した 場合 は、必 ず 基点合わ せを行ってください。誤差 の 原因となります。
（「5.
PERSET値（基点）設定」参照）• 測定力は、仕様の範囲内で設定してください。仕様範囲以下の測定力は保証いたしませんし、スピンドルの作動も悪くなります。

PRESET

6 手順 4 と手順 5 を繰り返し、全ての桁の数値を変更す

6

7 再度、[PRESET] キーを長く押し続け、表示部の [P] が点

注記

7PRESET

Tips
測定力設定プラグには、測定力の値（a）と目盛線（b）が記されています。
設定したい測定力の目盛線が測定力設定プラグカバー端面に位置し、かつ中央のライン（c）が測定力設定プラグカバーの設定範囲［二本線の間（c）］に入るように合わせてください。
下図B：測定力0.5 Nの設定例
下図C：測定力2 Nの設定例
測定力設定プラグを2 回転させると、測定力設定目盛 1目盛り分動きます。

8 [PRESET]キーを押す⇨[P] が消灯し、プリセット値が登録される（下段：プリセット値[0.000]を変更しない場合）

1

測定力設定プラグカバー

2ba2cPRESET

1 本商品をマイクロメータスタンドに水平に取り付ける（「3. 使用上のご注意 ■ 測定姿勢」参照）
2 アンビル、スピンドルの両測定面、測定ワークをきれいに拭き、ごみやほこりを取り除く
3 ゆっくりとシンブルを回し、両測定面を軽く測定ワークに接触させる
4 更にシンブルを1/10 回転させてスピンドルを押し込む⇨[H] 表示が点灯し、表示値が自動的にホールドされる⇨表示部に [P] が点滅し、登録済みのプリセット値が表示される（下段：プリセット値が[0.000]の場合）⇨[H] 表示が消灯し、表示値のホールドが解除され、現在のスピンドル位置を表示します。

93

4

PRESET

10 測定範囲が0〜10 mm、0〜15 mmの場合：

C

4B

8

設定した測定力に達した瞬間に表示値がホールド（[H] 表示が点灯）されます。安定した測定結果を得るために必ずゆっくりとシンブルを回し、[H] 表示が点灯した瞬間にシンブルを止めてください。

5 表示値を読み取る
6 シンブルを逆方向に1/10 回転以上回しスピンドルを後退させ、[HOLD]キーを押す
9 [PRESET]キーを押す

A

測定モードには、以下の2つの測定系があります。測定ワークに合わせて選択してください。
（「8. 各キーの機能 ■ 測定系の切り替え・表示値のゼロセット」参照）• 絶対値測定（ABS）
設定したPERSET 値（基点）からの距離を測定します。
• 比較測定（INC）
基準となるマスターで表示値をゼロセットし、マスターと測定ワークとの差を測定します。

7． 測定方法る
設定例：8.500 mm（基準棒の呼び寸法）
滅したら[PRESET]キーを離す

本商品は、測定力可変式のマイクロメータです。以下により測定力の設定を変更できます。
1 シンブルが回せなくなる位置（A）まで、スピンドルをゆっくりと後退させる
A≧最大測定長さ＋ 0.5 mm
2 測定力設定プラグを付属のマイナスドライバーで回し、測定力を設定する

6． 測定系の選択

56

ゆっくりとシンブルを回し、両測定面を軽く接触させる
測定範囲が0〜10 mm、0〜15 mm以外の場合：
基準棒を両測定面の間に挟み、ゆっくりとシンブルを回し、両測定面を基準棒に軽く接触させる

HOLDTips

5． PERSET 値（基点）設定• 手順 4 の状態で [HOLD] キーを押してもホールドは解除されません。[HOLD] キーを機能させるには、測定力が掛からない位置までスピンドルを後退させる必要があります。
• 測定中に誤って[PRESET] キーを押してしまった場合、[ZERO/ABS] キーを押すと元の状態へ戻ります。それでも復帰しない場合は、もう一度基点合わせを行ってください。

注記• 基点合わせを行う場合は、定期検査を受けている基準ゲージ（ゲージブロック、マイクロメータ基準棒など）をご使用ください。
• 基点合わせと測定は、同じ姿勢、条件で下記の手順で行ってください。
• CLM-DKXで測定面の一部のみで測定する場合は、測定と同じ条件で基点合わせを行ってください。
• 温度変化により基点位置が変化した場合は、再度PERSET値（基点）設定を行ってください。
以下の手順で基点を設定してください。
1 本商品をマイクロメータスタンドに水平に取り付ける（「3. 使用上のご注意 ■ 測定姿勢」参照）
2 アンビル、スピンドルの両測定面、マイクロメータ基準棒を使用する場合は、基準棒をきれいに拭き、ごみやほこりを取り除く
3 [PRESET]キーを押す
3⇨表示部に [P] が点滅し、登録済みのプリセット値が表PRESET示される
電池入れ替え直後のプリセット値は [0.000 mm]

11 更にシンブルを1/10 回転させてスピンドルを押し込む⇨[H]表示が点灯する（下段：プリセット値が[0.000]の場合）

12 シンブルを逆方向に 1/10 回転以上回しスピンドルを後退させ、[HOLD]キーを押す⇨ [H] 表示が消灯し、表示値のホールドが解除され、現在のスピンドル位置を表示します。
（下段：プリセット値が[0.000]の場合）

1112HOLD• プリセット値を変更しない場合
手順 8 に進んでください。
• プリセット値を変更する場合
以下の手順でプリセット値を変更してください。

4 再度、[PRESET] キーを長く押し続け、設定したい桁を点滅させる⇨[P] が点灯し、点滅する桁が順に移動する

4PRESETTips[PRESET] キーを押し続けている間、点滅する桁が順に右へ移動します。[PRESET] キーを離すと、点滅する桁の移動が止まります。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan

8． 各キーの機能

10． エラーと対策■ 電源のON/OFF：[ON/OFF in/mm] キー
・[ON/OFF in/mm] キーを押す⇨電源が ONする

エラー表示

12． 出力機能
原因と対策

本商品と外部機器 を 接続 ケーブ ル（オプ ション）で 接続 すると、 表示値 を 外部出力 で きます。

表示オーバーフロー
表示値が表示可能桁数を超えています。
シンブルを逆に動かし、表示値が表示可能桁数に戻れば再び正しく計数し始めます。

ON/OFF・[ON/OFF in/mm] キーを長く押す⇨電源が OFFする

ABS 合成エラー

ON/OFF■ 測定系の切り替え・表示値のゼロセット：[ZERO/ABS] キー

ZERO/ABS

電池が消耗しています。
新しい電池に交換してください。

センサ汚染検出エラー

・[HOLD] キーを押す⇨ [H]表示が点灯し、表示値をホールドする
スピンドルを動かしても表示値が更新されません。

・[HOLD] キーを押す⇨ [H]表示が消え、表示値のホールドを解除する
現在のスピンドル位置を表示します。

9．ファンクションロック機能（誤操作の防止）
この商品には、不用意に基点位置を変更しないようにファンクションロック機能があります。
ファンクションロックを設定すると、表示部に[ ]が点灯し、[PRESET]キー、[ZERO/ABS]キー、in/mm キー（輸出仕様のみ）は無効となり、「 ホールド操作」、「 電源の ON/OFF 操作」のみ有効となります。
● ファンクションロック機能ON/OFF
・最初に[HOLD] キーを押しながら、[ZERO/ABS] キーを長く押す（[H]は消灯する）⇨ [H]表示が点灯した後、[ ]表示が点灯する

・最初に[HOLD] キーを押しながら、[ZERO/ABS] キーを長く押す⇨[ ] 表示が消え、ファンクションロックを解除する

HOLD ZERO/ABS

2 3

急激な温度変化により、検出部が結露したか、またはそれ以外の原因で検出部が汚染されています。
• 電源をOFF にし、2 時間ほど温度慣らしを行ってください。
• 温度慣らしを行っても復帰しない場合は修理が必要ですので、お求めの販売店、代理店または弊社営業所にご相談ください。

4 5コネクター
シール■ 出力データフォーマット
(5)

(1)

11． 仕様● CLM-QMX
測定範囲

MSD
(2)

： 0-15 mm、15-30 mm（0.5N-2.5Nタイプ）： 0-10 mm、10-20 mm、20-30 mm（2N-10Nタイプ）： ±2 µm(3)+: 0(0000)–: 8(0001)

3(1100)4(0010)5(1010)LSD(6)mm：0(0000)
inch: 1(1000)(4)(1) 出力順(2) すべて「F」(3) 符号(4) 測定値(5) 小数点(6) 単位■ タイミングチャート● CLM-DKX
測定範囲0 msec
100 µsec
100 µsec
100 µsec： 0-15 mm（0.5N-2.5Nタイプ）： 0-10 mm（2N-10Nタイプ）
最大許容誤差 J MPE *1： ±4 µmC)
*1：全測定面接触による指示値の最大許容誤差J MPE (20 °T1T2T3T4200 msec
140 µsec (Typ:122 µsec)
140 µsec (Typ:122 µsec)
270 µsec (Typ:244 µsec)■ 共通仕様
最小読取値
測定力
測定力目盛
測定力のばらつき

HOLD ZERO/ABS

1■ 個別仕様最大許容誤差 J MPE *1

HOLD

接続ケーブルは、以下の手順でセットしてください。
（M1.7x0.35x2.5, No.04AAB543）
1 接続ケーブルに付属のプラスドライバーでカバー取り付けねじを取り外す
2 カバーを取り外す
3 所定の位置にコネクターシール（No.04AAC126）が正しく取り付けられていることを確認する（コネクターシールは取り外さないでください）
4 接続ケーブルのプラグを取り付ける
5 プラグを指で押さえ、プラグとクイックマイクロ本体のコネクターとにすき間ができないようにして、プラグの取り付けねじを締め付ける

ハードウエアエラーです。修理が必要ですので、お求めの販売店、代理店または弊社営業所にご相談ください。

■ 表示値のホールド：[HOLD] キー

HOLD

注記
• ねじの取り付け・取り外しは、必ず接続ケーブル（オプション）に付属の0サイズプラスドライバー（No.05CZA619）を使用し、5〜8 cN・m程度のトルクで締め付けてください。
• シールがはみ出さないように取り付けてください。正しく取り付けないと防水機能が低下します。

ハードウエアエラー・[ZERO/ABS]キーを長く押す⇨ [INC]表示が消え、基点（アンビル測定面）からの長さを表示する（絶対値測定）ZERO/ABS

スピンドル移動中に表示される（直ぐに消える）場合があります
が、内部処理によるもので異常ではありません。静止状態で発生する場合は、内部センサが故障しています。
修理が必要ですので、お求めの販売店、代理店または弊社営業所にご相談ください。

電源電圧低下・[ZERO/ABS]キーを押す⇨ [INC]表示が点灯し、表示がゼロセットされる（比較測定）■ 表示値の外部出力

設定測定力に対する誤差
表示部
電源電池寿命
測定姿勢
温度範囲
標準付属品

： 0.001 mm： 0.5-2.5 N可変式（0.5N-2.5Nタイプ）： 2 N-10 N可変式（2N-10Nタイプ）： 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 N（0.5N-2.5Nタイプ）： 2, 4, 6, 8, 10 N（2N-10Nタイプ）： 0.1 N以下（0.5N-2.5Nタイプ）： 0.4 N以下（2N-10Nタイプ）： ±(0.1+ 設定測定力/10) N（0.5N-2.5Nタイプ）： ±(0.4+ 設定測定力/10) N（2N-10Nタイプ）： LCD表示（6桁およびマイナス符号）： ボタン型酸化銀電池（SR44 No.938882）、1個： 通常の使用状態で約 5年、連続使用で 18,000時間以上： 水平横姿勢のみ（傾き±3°以内を推奨）： 5 °C〜40 °C（使用温度）、–10 °C〜60 °C（保存温度）： マイナスドライバー（パーツNo. 210183）
基準棒（CLM1-30QMX、CLM2-30QMX のみ）
ゲージブロック（CLM2-10QMX のみ）*1: DATAsw はデータ出力キーが押されている間は、LOWになります。
*2: DATAsw が LOWレベルになりREQ が入力されるまでの時間 T5 は、データ処理装置の性能で決まります。

13．オプション・接続ケーブル：No.05CZA662（1 m）
・接続ケーブル：No.05CZA663（2 m）

14． 引き取り修理について（有償）以下のような不具合が発生した場合は、引き取り修理（有償）が必要です。最寄りの販売店もしくは弊社営業所へご連絡ください。
• スピンドルの作動が悪い
スピンドルにキズが入ると、スピンドル後退時にキズの部分が干渉し、作動が悪くなります。
スピンドルに錆が発生している場合も作動が悪くなります。
• 実測値が安定しない
測定面に衝撃が加わると、測定面にカエリや欠けが発生し、精度に影響することがあります。
• カウント数値の異常・作動が悪い
本商品のシンブルを後退させ過ぎると内部のセンサが破損し、カウントの異常や作動が悪くなる原因になります。

株式会社 ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸 1-20-1

Printed in Japan