医用画像用ファントムカ

SINCE 1948

タ

ロ

グ

放射線／MRI
NEW
NEW

NEW

マルチモダリティ診断ファントム

上腹部モデル

1

残像評価用ムービングファントムKS-Ⅲ型

2

DECT評価用ファントム TR-J型 / TR-I型

3

PET / SPECT 胸部ファントム

6

胸部ファントム N-1 “ラングマン”

7

胸部ファントム N-1用 肺炎モジュール7

胸部ファントム N-1用 乳房プレート8

小児胸部ファントム ５Y型

8マンモステップファントム AGH-D210F型

8PBUモデルラインナップ

9

新生児全身ファントム PBU-80

10CT撮影用全身ファントム PBU-60

11

CT撮影用全身ファントム PBU-60 疾患モデル11

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70

13

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70 骨折モデル

13

単純撮影用全身ファントム PBU-50 "Xray-Man"

14

耐久型単純撮影用全身ファントム PBU-90

14

セクショナルファントムシリーズ

15

CT人体トルソファントム CTU-41

16

CT腹部ファントム

16

頭部CTファントム ACS

17

CT用脳梗塞ファントム KH型

17

CTCファントム NCCS型

18

NEMA規格対応PETボディファントム

19

JIS規格CT評価用ファントム JCTⅡ型

19

CT用ERF取得ファントム HIT型

20

トモシンセシス日常管理ファントム NS型

20

SIM 2 bone Phantom（骨シンチ評価用ファントム）21

SPECTファントム JSP型 (固定具付)

22

SPECTファントム JS-10型 (固定具付)

22

膝関節ファントム

23

脳ファントム IB-20 Advanced

23

MRI性能評価ファントム MHR型

24

MRI性能評価用ファントム JMRⅡ型

24

胸部呼吸同期ファントム

25

CT心臓動態ファントム SKK II型

25

CT心臓胸郭動態ファントム

26

タフファントムシリーズ

27

超音波診断
NEW

マルチモダリティ診断ファントム

上腹部モデル1

日常点検用体表超音波精度管理ファントム2

乳房超音波診断ファントム “BREAST FAN”

29

超音波診断装置評価用ファントム

30

ＮＥＷ

マルチモダリティ診断ファントム 上腹部モデル

コードNo41952-000

フュージョンイメージングを用いて、CTで指摘された病変部位を超音波でも確認するための総合画
像診断トレーニング用ファントムです特長○CTと超音波でそれぞれ異なる画像を描出できるマルチモダリティ機器
対応の新素材を採用しました。
○各臓器や主要な上腹部消化管を解剖学的に正確に再現しています。
○各臓器に腫瘍などの病変を表現しています。
※生検のトレーニングを目的とした穿刺はできません。
仕様

成人上腹部モデル（病変付き）
大きさ：W29×D19×H31cm
重量：約12Kg
材質：軟質特殊樹脂※病変の内容については特注対応も可能です。
※生検等の穿刺はできません。

構 成
上腹部病変付モデル本体

1体

ポジショニングクッション 1点
タルカムパウダー 1点
収納ケース 1点
取扱説明書

実 習 項 目・上腹部臓器及び臓器内病変のCT及びUSスクリーニング

CT

超音波

※病変仕様はご要望に応じて変更可能です。

1

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

残像評価用ムービングファントムKS-Ⅲ型

ＮＥＷ
コードNo

監修・指導：駒澤大学 医療健康科学部 准教授 近藤啓介
昭和大学藤が丘病院 放射線技術部 技師長 佐藤久弥

41949-000

動画撮影装置の評価を実施するためのファントムです
円盤ファントムに配置されたコントラスト信号
から動画特有の残像（ラグ）解析や濃度変化を計測できます特体厚設定用アクリル板を使用した撮影（アクリル板は構成品に含まれません）○撮影して画像を解析することで、動画特有の残像・ラグの解析やコントラストの変化が計測できます。

ノイズ低減処理 ON ／ OFF で画像比較
回転なし

画像比較

回転あり

長

○IVRなど動画像の撮影条件や画像処理パラメータの決定に役立
つ、回転（毎分4回転）する円盤に信号を配置した動くファントムです。

○信号はコントラストの異なる4種類の信号があるので低コントラ
ストの視覚評価に利用することも可能です。

画像比較○測定座標を合わせるための金属球を配置しています。
○ImageJを用いた解析ソフトを付属しています。
仕様

大きさ：200×185×ｈ67ｍｍ
重量：855ｇ

回転速度：4回転 /分※回転速度：心臓のスピードを基準の20mm/sとした場合の4 rpmに設定。
内側信号速度

20.9mm/s、外側信号速度27.2mm/s

材質：アクリル樹脂／エポキシ樹脂
電

OFF

ON

ノイズ低減処理源：AC100V 50/60Hz

消費電力：10W

OFF

ON

構

ノイズ低減処理成

機構部
円盤ファントム

ファントムを回転させないで撮影してノイズ低減処理を行うと、背景のノイズが軽減され信号が鮮明に確認できます。
より臨床に近い形にする為にファントムを回転させて撮影し、ノイズ低減処理を行うと信号に残像 ( ラグ ) が発生し画質が悪化します
この動画特有の残像（ラグ）を解析、評価します。

コード+アダプタープラグ
解析ソフト
収納ケース
取扱説明書
※体厚設定のための吸収、散乱アクリル板は構成品に含まれていません。

日常点検用体表超音波精度管理ファントム

ＮＥＷ
コードNo

監修/推奨：日本乳腺甲状腺超音波医学会（JABTS ）41902-100

超音波検査における画像の精度管理、装置及び探触子の経年変化の日常管理に！
特長○小型化により1スキャンで撮像でき、時間短縮と簡便性を実現しました。
○垂直性を担保するためのワイヤーを内蔵、プローブ位置を固定する衝立により同一条件で撮像できます。
○経年変化の極めて少ないファントム素材を使用し、長期間の耐久性を実現
しました。
10

※ファントム耐用期間 「5年」試験クリア
T1

05

T2

8

※論文「乳房超音波精度管理用ファントム自体の経時的劣化の評価」参照

T3○撮像条件に重要なファントム内部の温度（23℃～26℃程度）管理用に、専用の温度計を付属

8

仕

様

構

成

大きさ：約W103×D50×H80mm

ファントム本体 1台

重量：約0.33kg

温度計 1点

音速、温度と音速の関係：25℃ 1434ｍ/sec ±1ｍ/sec

取扱説明書

減弱係数：0.59db/cmMHz

評 価 項 目

密度：0.954g/m3・超音波診断装置の画像精度管理と探触子の経年劣化管理組み込まれたターゲット：グレースケールターゲット3つを深さ10ｍｍに配置

音響インピーダンス：1.37rayl

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

2

DECT評価用ファントム TR-J型 / TR-I型
コードNo

線質依存性水等価材（AquaSlub）共同研究：
金沢大学医薬保健研究域 保健学系 市川 勝弘

41941-000 TR-J型
41941-100 TR-I型

TR-J型：

TR-I型：JIS Z4915規格準拠胸部用X線水ファントムと断面形状が同じ

JIS Z4923:2015準拠ファントム（φ320mm）と断面積が同等

線質依存性が水と同等の水等価材(AquaSlub)材料を使用しており、画質と線量の評価を水と同様に実施できるファントムです特長仕○線質依存性が水と同等の水等価材（AquaSlub）
を使用しています。

様

大きさ：［TR-J］Ｗ30×D18×H20cm［TR-I］Ｗ36.3×D18×H26.2cm○様々な種類の測定ロッドや試料瓶を準備しております。

重量：TR-J/15.5kg○画像と被ばく線量測定の評価を水と同様に実施可能です。

材質：ポリウレタン

TR-I/23kg○ADCTにもご利用して頂くために全長は160㎜以上。
○サイズは下記の2種類を準備。

構

TR-J型：JIS Z4915規格準拠する腹部用X線水ファントムと断面形状が同じ
TR-I型：JIS Z4923:2015準拠のファントム（φ320mm）と断面積が同等

評 価 項 目・DECT画像解析プロトコルの検討
・均一性評価・信号ノイズ比成

ファントム本体		

1台

線質依存性水等価材（AquaSlub）ロッド

Φ20mm

8本

充填棒（線量計挿入孔用）

Φ13mm

9本

軟組織ロッド（肝臓等価）

Φ20mm

1本

造影評価用ロッド ヨード濃度：4 mgI/mL

Φ12mm※

1本

造影評価用ロッド ヨード濃度：8 mgI/mL

Φ12mm※

1本

造影評価用ロッド ヨード濃度：12 mgI/mL Φ12mm※

1本

水用ロッド		

1本

試料瓶（スペーサ付き）※実験用		

20本

取扱説明

・画像コントラスト※Φ20mmのロッドの中にΦ12mmのロッドが入っています。

・線量測定
・金属アーチファクト評価・造影血管評価

TR-J型

3

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

TR-I型

線質依存性水等価材 AquaSlub とは
新開発の線質依存性が水と同等の素材 金沢大学医薬保健研究域 保健学系 市川勝弘先生との共同研究
AquaSlubは幅広いエネルギー範囲において水との等価性が高い
AquaSlub測定結果

AquaSlub

従来素材

参考実験
従来素材と新素材AquaSlub
を水槽に入れCT撮影

結果

80kv

AquaSlub

従来の素材は撮影条件を変えるとコン
トラストの変化が発生していました。
AquaSlubは水と同等のＣＴ値コント
ラストを示した

110kv

130kv

ロッドが
写らない

ヨードをAquaSlub樹脂内に混ぜ込んだ固形モジュールのCT値の変化(右)軟組織(肝臓等価)物質は人体組織と同様のCT値の変化(下)製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

4

測定用オプションロッド ラインナップ
商品コード

商品名称

直径（測定部core径）

素材

備考

カルシウムロッド（φ12） 10mgCa/ml

φ20（φ12）カルシウムロッド（φ12） 50mgCa/ml

φ20（φ12）Aqua Slabカルシウムロッド（φ12）100mgCa/ml

φ20（φ12）+カルシウムロッド（φ12）200mgCa/ml

φ20（φ12）CaO

カルシウムロッド（φ12）300mgCa/ml

φ20（φ12）41941-000-02

尿酸ナトリウムロッド

φ20 （φ10※ｔ５）

Aqua Slab+MSUタブレット

長さが長いロッドは受け付けておりません。
作製濃度についてはお問
い合わせください。

41941-000-03

ピロリン酸カルシウムロッド

φ20（φ12）Aqua Slab+CPP

作製濃度についてはお問
い合わせください。
(～400mgCa/mlまで)

41941-000-04

DXA装置評価想定
ハイドロキシアパタイトロッド(0.6、0.9、1.2mg/cm2)

φ20（φ20）

エポキシ+
ハイドロキシアパタイト

Ｌ50ｍｍ
骨密度0.6,0.9,1.2ｇ/㎝2が1本に連結。

41941-000-06

水測定用ロッド

φ20（φ12）Aqua Slab

41941-000-07

尿酸ロッド

φ20（φ12）Aqua Slab+UA

41941-000-08

ガドリニウムロッド10mM

φ20（φ12）Aqua Slab+C33H57Gb06

41941-000-09

軟組織（肝臓）ロッド

φ20（φ20）

DECT対応軟組織等価材

41941-000-10

調整台

―

―

41941-000-01

ヨードロッド（φ12）

41941-000-11

41941-000-22

0.5ｍｇＩ/ｍｌ

φ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

1ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

２ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

４ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

５ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

６ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

８ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

１０ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

１２ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ12）

１５ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ12）

ヨードロッド（φ3）

２ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ3）

ヨードロッド（φ3）

６ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ3）

ヨードロッド（φ3）

１０ｍｇＩ/ｍｌφ20（φ3）

左記以外にも製作可能(～400mgCa/mlまで)作製濃度についてはお問
い合わせください。
(～ 330mg/mlまで)

Aqua Slab
+NaI

41941-000-13

筋肉

ICRP

Publication 23

φ20（φ20）

ポリウレタン樹脂

ICRP Publication23

41941-000-14

脂肪

ICRP

Publication 23

φ20（φ20）

ポリウレタン樹脂

ICRP Publication23

41941-000-15

全軟組織

φ20（φ20）

ポリウレタン樹脂

ICRP Publication23

41941-000-16

チタンロッドφ20（φ12）Aqua Slab+チタン棒

41941-000-17

Aqua Slab（WEM)

φ20

Aqua Slab（WEM)

41941-000-18

試料瓶（20個）――

41941-000-19

試料瓶ホルダー――

41941-000-20

充填棒（線量計挿入孔用）

ICRP

Publication 23

Φ13―※上記以外の仕様、試料でも製作可能 【例】ハイドロキシアパタイト等

お問い合わせください。

骨リングファントム 頭部想定ファントムを内部に配置することにより、頭蓋骨を想定したビームハードニングテストとしてご利用になれます
41941-000-21

骨リング

多数の試料ロッドを準備

5"外径φ180 内径φ160"

頭蓋骨想定

骨リング

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

エポキシ+炭酸カルシウム

参考：60KeVで750HU相当

ＮＥＷPET / SPECT 胸部ファントム

コードNo41927-000

核医学装置における 心筋血流シンチグラフィ・がん・肝臓・肺・腎臓・体幹部への核種集積、吸収補正としての評価核医学とCTのFusion評価に
特長○SPECTで様々な内臓の評価を行うことができます。
○様々な放射性同位元素に標識された薬剤(RI溶液）の濃度の違いで心筋画像の検証ができます。
○心筋域の梗塞部の検出が可能です。
○肝臓、腎臓、肺にRI溶液を注入することで それら臓器から心臓への影響が再現できます。
○模擬腫瘍にはFDG／RI溶液を満たすことができ、腫瘍の濃度、サイズ、位置の評価ができます。
仕



様

構

成

大きさ：W44×H69.4×D30cm

胸部ボディ容器

重量：約21kg(ファントム本体)

肺（左右）容器

約37.5kg(液充填時)
材質：
・各種容器

ポリウレタン

・肺部品
・骨格部品

0.4g/cm3
R I 撮影時に適切な

心臓容器

２種

HU：

肝臓容器

75HU（比重 1.13)

腎臓容器（左右）-900HU

肋骨

370HU

乳房

減衰を再現するため

ホットスポット容器(肝臓/肺/乳房)

カルシウムを含む材

直径Φ10×Φ8mm球

料を使用

付属品一式
ケース
取扱説明書

評 価 項 目・PET/SPECT装置の精度管理
・SPECTによる評価
・腫瘍画像のRI溶液濃度・左心室、心筋断面のSPECT画像・SPECT画像の検出
・心筋の定量分析
・他臓器から心筋への影響
・減衰補正・散乱・アーチファクトの補正
・再構成画像の評価
SPECT/CT
coronal

SPECT
coronal

SPECT/CTsagittal

SPECT
sagittal

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

6

胸部ファントム N-1 “ラングマン”
コードNo

監修・指導：滋賀医科大学 放射線医学講座 教授 村田 喜代史
滋賀医科大学 医学部医学科 講師 新田 哲久

41337-100 胸部ファントム N-1 チェストプレート付
41337-000 胸部ファントム N-1※ケース別売41337-010 チェストプレート
41363-020 N-1用収納用アルミケース※チェストプレートは収納できません

特長○人体と近似の吸収率をもつ軟組織等価材及び人工骨を使用し、縦隔、肺野構造などを解剖学的に正確に再現しています。
○肺野部は着脱式のため任意の位置に模擬腫瘍を取り付け、
単純X線撮影とCT撮影の画像比較が行えます。
また肺野部を直接確認できるので、模擬腫瘍の位置など画像と比較
して三次元的に理解を深めることができ、読影技術向上のための実習ができます。
○CT撮影に有効な挙上体位をしています。
○CT値と大きさの異なる模擬腫瘍の設定により、CT画像の画質評価（結節性病変、びまん性肺疾患）ができます。
仕胸部ファントム N-1

胸部ファントム N-1
チェストプレート付

評 価 項 目・胸部単純X線撮影  ・CT撮影  ・画像読影

様

構

成

本体：成人胸部モデル

モデル本体

大きさ：W43×H48cm 胸囲94cm

肺野内部構造（本体に着脱可）

重量：約18kg

模擬腫瘍

材質：軟組織部／ポリウレタン樹脂（比重1.06）

撮影データ
（DVD）

骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）

取扱説明書

関連製品のご提案

PH-58

41923-000

PH-58

41923-400

すりガラス陰影ファントム
様々なタイプがございます。
詳細は お問い合わせ下さい。

別売部品

核医学用別売部品
  41337-020

RI用胆容器41337-040

RI用心室容器付心臓

41337-060

RI用肝容器41337-030

RI用腫瘍容器41337-050●以下は特注仕様になります。お問い合わせ下さい。

模擬腫瘍（CT値3種・大きさ5種 計15点）
41337-070

参 考

肺ウレタン発泡体

放射線治療 ガラス線量計挿入孔付き模偽腫瘍等が別途製作可能 治療計画・線量測定

胸部ファントム 肺炎モジュール

コードNo

-

各種胸部ファントム内に配置してご利用ください。
ご要望に応じ、製造のご対応をさせていただきます。
仕

様

本体：
大きさ：Ｗ13×Ｄ16×Ｈ19cm
重量：約2.2kg
材質：ウレタン系樹脂（ 比重0.92）

N1”ラングマン”の模擬肺に取り付けた状態

7

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

ＮＥＷ

胸部ファントム N-1用 乳房プレート

コードNo41337-090

胸部ファントムN-1“ラングマン”に装着できるプレートで、女性の胸部レントゲン撮影における乳房の吸収、乳頭の画質に与える影響を再現することができます

仕様

大きさ：W47×D11×H55cm
重量：約5.2kg※胸部ファントム は別売

材質：
ウレタン系樹脂（ 比重1.06）

小児胸部ファントム ５Y型
コードNo

小児における胸部X線撮影は、
もっとも一般的なX線検査の一つです

41337-400 ※収納ケース付

特長○肺血管は解剖学的に正しく、リアルなX線画像を得ることができます。
○体幹中心部にCT線量計を設置可能。
○頸部甲状腺位置にはガラス線量計を設置可能。
○肺血管部分は取出し可能で、ターゲットなど設置可能。

仕

構

様

本体：5歳児胸部

成

5歳児胸部ファントム

大きさ：32×17×38cm

ファントム本体

重量：6kg

甲状腺パーツ

材質：軟組織部／ポリウレタン樹脂（比重1.06）

横隔膜パーツ骨格／エポキシ樹脂（比重1.52）

肺血管ユニット
撮影データ
（DVD）
収納ケース

評 価 項 目取扱説明書

・小児胸部X線単純撮影 ・小児胸部CT撮影 ・線量測定

マンモステップファントム AGH-D210F型
コードNo41328-020

推奨：特定非営利活動法人 日本乳がん検診精度管理中央機構※収納ケースは付属しておりません

特長○10段階濃度のステップファントムで、ステップ毎に200μｍの模擬石灰化と0.5ｍｍ厚の模擬腫瘤を配しています。
○ACRマンモファントムと併用する事によりデジタルマンモグラ
フィの精度管理を行うことができます。
2004年にデジタルマンモグラフィの施設画像評価に伴う評価基準の改定がありました。精度管理中央委員会により、視覚評価として、ステップは10段階が識別可能、かつ順次濃度が上昇（下降）し石灰化が4段以上、腫瘍が5段以上観察されることが要求されています。特定非営利活動法人 日本乳がん検診精度管理中央機構による評価基準の詳細については、
http://www.mammography.jp/をご参照ください。
①10段階の濃度ステップファントム上に模擬石灰化・模擬腫瘤を配置しております。

仕②A C R推奨品ファントムを2台のステップファントム間に配置して撮影を行います。

大きさ：W11.5×D7×H1.5cm③アーチファクトを軽減し、管理を容易にするためにアクリル枠を付けてあります。

様

材質：ウレタン樹脂
ステップ数：10

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

8

成人まで
PBUモデルラインナップ 新生児から小児、
バリエーション豊富に揃った撮影用モデル
新生児

小新生児全身ファントム PBU-80

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70

型番

詳細は
P.10へ

コードNo

41912-100

PH-50B※収納ケース付

児

型番

詳細は
P.13へ

コードNo

PH-2C

41350-400※収納ケース付

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70骨折モデル
型番

成

PH-2B

41350-600※収納ケース付人

CT撮影用全身ファントム PBU-60
型番

詳細は
P.13へ

コードNo

PH-2D

コードNo

41350-900※収納ケース付

脳や臓器を
多数内蔵

セクショナルファントム

詳細はP.11へ

型番

詳細は
P.15へ

コードNo

41926-000～

PH-61

CT撮影用全身ファントム PBU-60疾患モデル 脳や臓器を
多数内蔵
型番

PH-2E

コードNo

41350-800※収納ケース付

詳細はP.11へ

単純撮影用全身ファントム PBU-50
型番

PH-2

コードNo

41350-100※収納ケース付

臓器を一部内蔵

詳細はP.14へ

耐久型単純撮影用全身ファントム PBU-90
型番

PH-60

コードNo

41925-100※収納ケース付

詳細はP.14へ

BMIプレート
コードNo41350-200-16 BMI-32

PBU-60／PBU-50に装着し、BMI-32／BMI-40のボディを再現

41350-200-17 BMI-40

特長○患者の撮影時にみられる、画質の問題や被ばく線量増大等の確認ができます。
仕

様

構

材質：ウレタン系樹脂（比重1.06）

成

ボディプレート 前面
ボディプレート 背面
固定用ベルト 2本
BMIプレート装着時のサイズ
胸囲：約100cm 体厚約25.5cm（BMI 32）／約117cm 体厚約35.5cm（BMI 40）
胴囲：約99cm 体厚約31.5cm（BMI 32）／約118cm 体厚約36cm（BMI 40）
腹囲：約105cm 体厚約34.5cm（BMI 32）

BMI-32

9

BMI-40

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

／約120cm 体厚約39.5cm（BMI 40）

新生児全身ファントム PBU-80
コードNo

共同開発：国立成育医療研究センター 放射線診療部

41912-100 ※収納ケース付

ポジショニングを行い、CT撮影可能
画質と線量の評価が可能
特長○四肢関節は可動式で、ポジショニングによる撮影検討に。
○体の中心にCT線量計挿入孔を設置。
○新生児特有の脂肪の少ない軟組織を再現（CT 値30相当）
。
仕

構

様

成

本体：新生児全身モデル

新生児モデル本体

大きさ：約53 cm

ウレタン棒（線量計孔挿入用）

重量：約3.5kg

撮影データ
（DVD）

材質：軟組織部／ウレタン系樹脂（比重1.07） 収納ケース
骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）

評 価 項 目

頭部

胴体部

・頭骨

・背骨

・骨盤

・上腕骨

・大腿骨

・鎖骨

・肺

・橈骨

・脛骨

・肩甲骨

・縦隔

・尺骨

・腓骨

・肋骨

・大腸

・手指骨

・足指骨

・患者の固定（用手的固定法／器具固定法） ・X線（単純）撮影
・CT撮影 ・撮影条件の検討
Ｘ線画像

取扱説明書

四肢

CT画像

線量計は、頭部、股間より挿入できます

360度
90度
約180度

肩関節（前後360度・横方向約180度）

肘関節

90度～

360度

股関節

股関節（前方約90度）

90度

90度

股関節（両足左右各90度）

90度

膝関節

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

10

CT撮影用全身ファントム PBU-60 ／ CT撮影用全身ファントム PBU-60 疾患モデル
コードNo

コードNo

41350-900 収納ケース付

41350-800 収納ケース付

41350-200

41350-700

特仕 様
本体：成人男子全身モデル
大きさ：約165cm
胸囲：約85cm（体厚：約20cm）
胴囲：約75cm（体厚：約19cm）
重量：約50kg
分解数：10
材質：軟組織部／ポリウレタン樹脂（比重1.06）
骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）
頭骨／ポリウレタン樹脂（比重1.11）

長○人体に近似したX線吸収率をもった軟組織等価材、人工骨を使用しています。
○各関節は可動でき、関節部撮影など撮影場所に応じたポジション設定が可能です。
また各パーツを分解（10パーツ）
して個別に撮影もできます。

構 成
モデル本体
頭部固定具
ドライバー
手のポジション設定用ベルト
撮影データ
（DVD）
取扱説明書

○足部はそれぞれ底屈（左足）、背屈（右足）を表現しています。
ファントムの値○撮影に障害となる金属部品は使用していません。
○疾患モデルには右ページ図①の通り病変が配置されており、CT撮影での抽出が可能です。

評 価 項 目・全身のCT撮影 ・単純X線撮影実習（分割パーツごとの撮影も可能） ・撮影条件の検討
全身CT撮影

撮影目的に応じたポジション設定
PBU-60の関節部は人体に近い可動域 が あり、挙 上 体 位 やフロッグレッグ
ポジション など、C T 撮 影 に 必 要とされ360°

る ポ ジ ション 設 定 が 可 能 で す。ま た 、45°

関 節 部 の ジョイントを 外 すと1 0 点 の

90°

180°

部 位 に 分 割 で き、そ れ ぞ れ 単 体 撮 影が 可 能で す。
肩関節は前後360°、横方向に

股関節は前方に約90°
屈曲、両

約180°
の可動域があります。

足は左右に最大45°
開きます。

90°

90°

肘 関 節 は 内 側 に9 0°
曲 げる

膝 関 節 は 内 側 に9 0°
曲 げることができます。

ことができます。

3D画像

フロッグレッグポジション

11

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

CT 撮影画像

単純 X 線撮影画像

CT撮影画像PBU-60PBU-60PBU-60 疾患モデル

CT画像①

CT画像②

③

④

⑤

⑥⑦

②硬膜下血腫①脳腫瘍③肺腫瘍⑤膵炎（肥大）

頭部

胴体部

手・足部

・頭骨

・椎骨

・胆嚢

上肢

下肢

・頸部椎骨

・鎖骨

・脾臓

・上腕骨

・大腿骨

・脳

・肋骨

・精嚢

・前腕骨

・膝蓋骨

大脳

・胸骨

・大動脈

・手根骨

・下腿骨

中脳

・肩甲骨

・大静脈

・中手骨

・足根骨

小脳

・肺
（肺血管） ・尿管

・指骨

・中足骨

脳室

・気管

・膀胱

・眼球

・心臓

・前立腺

・動脈

・肝臓

・直腸

（左側のみ造影剤入り）

・肝静脈

・Ｓ字結腸

・門脈

・胃

・膵臓

・骨盤
（寛骨、
仙骨、
尾骨）

・腎臓

⑥胆のう石

⑨すべり症

⑧虫垂炎
症例

CT値 ※

① 脳腫瘍
② 硬膜下血腫
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

・趾骨

図①

肺腫瘍
肝腫瘍
膵炎（肥大）
胆のう石
腎臓石
虫垂炎
すべり症

130
190
内：30

外：130
10
30
170
170
内：40 外：70—※CT値（計算値80keV）

PBU-60（型番 PH-2B）用 分割パーツ ※はPBU-50と共通パーツです。

分割パーツのご案内
関節部のジョイントを外すと10点の部位に

コードNo

⑩

分割でき、それぞれ単体撮影が可能です。

①

⑧
⑨

③

⑦

⑤

⑥
②

品

41350-200-01

PBU-60 頭部

名②41350-200-02 ※PBU-60 右手部③

41350-200-03 ※PBU-60 左手部④

41350-200-04 ※PBU-60 右上腕部⑤41350-200-05 ※PBU-60 左上腕部⑥

41350-200-06

PBU-60 胴体部⑦

41350-200-12 ※PBU-60 右大腿部 新型ジョイント部付⑧

41350-200-13 ※PBU-60 左大腿部 新型ジョイント部付⑨

41350-200-14 ※PBU-60 右足部 新型ジョイント部付⑩

41350-200-15 ※PBU-60 左足部 新型ジョイント部付

PBU-60 疾患モデル（PH-2E）用 分割パーツ
コードNo

④
①

⑧

⑦腎臓石

④肝腫瘍

品

名

①

41350-700-01

PBU-60 疾患モデル 頭部②

41350-700-02

PBU-60 疾患モデル 胴体部

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

12

単純撮影用小児全身ファントム PBU-70 ／単純撮影用小児全身ファントム PBU-70 骨折モデル
コードNo

コードNo

41350-400 収納ケース付

41350-600 収納ケース付

41350-300

41350-500

特長○人体に近似したX線吸収率をもった軟組織等価材、人工骨を使用しています。

小児骨折の画像診断トレーニングに○各関節は可動でき、撮影目的に応じたポジション設定が可能です。
また各パーツを分解（10パーツ）
して個別に撮影もできます。

（骨折モデル）○内部の臓器は心臓、肝臓、腎臓、肺野主血管が配置されており、CT撮影で肝臓、腎臓の位置確認が可能です。

○わかりやすい明瞭な骨折から検出しにくい骨折まで再現、撮影のトレーニングができます。

○足部はそれぞれ底屈（左足）、背屈（右足）を表現しています。

○小児虐待例に典型的なタイプの骨折も含まれています。
また各パーツを分解（10パーツ）
して個別に撮影もできます。

○撮影に障害となる金属部品は使用していません。
仕

様

構

成

本体：5歳児全身モデル

モデル本体

PBU-70 、PBU-70 骨折モデル 構成部位（10分割）

大きさ：約110cm

頭部固定具

分割でき、それぞれ単体撮影が可能です。 拡大-1、拡大-2は骨折モデルのみ

重量：約20kg

ドライバー

分解数：10

手のポジション設定用ベルト

材質：軟組織部／ポリウレタン（比重1.06）

撮影データ
（DVD）

骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）

拡大-1
①

③

取扱説明書

②

頭骨／ポリウレタン樹脂（比重1.11）⑤

評 価 項 目・全身のX線単純撮影 ・CT撮影実習 ・撮影条件の検討
X線撮影画像PBU-70拡大-2⑥④

参考：CT撮影画像

PBU-70 骨折モデル

PBU-70①左側頭部骨折②左前腕単純骨折

拡大-1

拡大-2

PBU-70 骨折モデル（PH-2D）用 分割パーツ
コードNo④左肋骨骨折・左肩甲骨骨折

PBU-70 骨折モデル 頭部②

41350-500-02

PBU-70 骨折モデル 左手部③

41350-500-03

PBU-70 骨折モデル 左上腕部④

41350-500-04

PBU-70 骨折モデル 胴体部⑤

41350-500-05

PBU-70 骨折モデル 左大腿部⑥

41350-500-06

PBU-70 骨折モデル 左足部

別売部品
収納用ケース
41363-080

13③左上腕肘内顆骨折

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

名41350-500-01⑤左大腿仮骨⑥左下腿螺旋骨折品①

単純撮影用全身ファントム PBU-50 "Xray-Man"
コードNo41350-100 収納用ケース付
41350-000 単純撮影用全身ファントム PBU-50
特長○人体に近似したX線吸収率をもった軟組織等価材、人工骨を使用しています。
○各関節は可動でき、関節部撮影など撮影場所に応じたポジション設定が可能です。
また各パーツを分解（10パーツ）
して個別に撮影もできます。
○内部の臓器は心臓、肝臓、腎臓、肺野主血管が配置されており、CT撮影
で肝臓、腎臓の位置確認が可能です。
○足部はそれぞれ底屈（左足）、背屈（右足）を表現しています。
○撮影に障害となる金属部品は使用していません。
仕

構

様

大きさ：約165cm

頭部固定具

胸囲：約85cm（体厚：約20cm）

ドライバー

胴囲：約75cm（体厚：約19cm）

手のポジション設定用ベルト

重量：約50kg

撮影データ
（DVD）

分解数：10

取扱説明書

材質：軟組織部／ポリウレタン樹脂（比重1.06）

評 価 項 目

骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）
頭骨／ポリウレタン樹脂（比重1.11）

・X線単純撮影 ・CT撮影 ・撮影条件の検討
X線撮影画像成

モデル本体

本体：成人男子全身モデル

CT撮影画像PBU-50（PH-2）用分割パーツ
※手部
（左右）
、
上腕部
（左右）
、
大腿部
（左右）
、
足部（左右）は PBU-60 と共通です。
コードNo

品

①

41350-000-01

PBU-50 頭部

名②41350-000-06

PBU-50 胴体部

耐久型単純撮影用全身ファントム PBU-90
コードNo41925-100 収納用ケース付
41925-000 PBU90

耐久性の高さと少メンテナンスを目指したモデル
特長○人体に近似したX線吸収率の等価材を使用しています。
○各関節は可動でき、関節部撮影など撮影場所に応じたポジション設定が可能です。
○撮影に障害となる金属部品は使用していません。
※撮像よりも「耐久性」に重きを置いたモデルとなっており、PBU-50と比較して手先・足先の骨が簡素なつくりとなっています。予めご了承ください。

仕様

本体：成人男子全身モデル

評 価 項 目・X線（単純）撮影 ・撮影条件の検討

構

成

モデル本体

大きさ：約165cm

頭部固定具

胸囲：約85cm（体厚：約20cm）

ドライバー

胴囲：約75cm（体厚：約19cm）

手のポジション設定用ベルト

重量：約50kg

撮影データ
（DVD）

分解数：10

取扱説明書

材質：ポリウレタン樹脂（比重1.12）ほか

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

14

セクショナルファントムシリーズ②

人体各部分必要な部位だけ選択して使える
X線撮影用のファントムです②

特○部位毎に、2種類からお選びいただけます。
肌色：人体と同条件で撮影が可能
透明：骨格が見えるので位置合わせが容易

①-１
③

④
①-１

長

仕

⑦

様

構

材質：軟組織部／ウレタン系樹脂⑨

骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）⑧

成

モデル本体／撮影用データ（DVD）／取扱説明書※頭部モデルは、頭部固定具が付属しています

評 価 項 目⑤・X線単純撮影 ・撮影条件の検討

⑥

一
コードNo

部位

41926-000

頭部（肌色）

41926-010

頭部（透明）

41926-060

胸部（肌色）

41926-070

胸部（透明）

41926-080

腰部（肌色）

41926-140

右肘（肌色）

41926-150

右肘（透明）

41926-020

右手（肌色）

41926-030

右手（透明）

41926-040

左手（肌色）

41926-050

左手（透明）

41926-180

右膝（肌色）

41926-190

右膝（透明）

41926-100

右足（肌色）

41926-110

右足（透明）

41926-120

左足（肌色）

41926-130

左足（透明）

覧
部位毎の特長付属の固定具を使って、様々な頭部撮影のポジショニングが可能です。
（画像①-1、画像①-2）

胸部内に骨格、縦隔、気管が含みます。PA撮影を想定し、肩甲骨は肺野の外に外転したポジションになっています。肺血管まで撮影を希望される場合は、胸部ファントム N1＂ラングマン＂（P.136）をご選択ください。
（画
像②）
腰椎、仙骨、尾骨、寛骨および大腿骨近位部を含みます。
（画像③）
人体に近い関節可動域を持っています。
（画像④）
AP撮影、側位および、肘を部分的に曲げたポジションなど

正面からの画像撮影に対応しています。
（画像⑤）

側面からの画像撮影に対応しています。
（画像⑥）

人体に近い関節可動域を持っています。
（画像⑦）
AP撮影、側位、斜位、軸位、ローゼンバーグ撮影法、顆間窩撮影法など

背屈を表現しています。
（画像⑧）

底屈を表現しています。
（画像⑨）

X線撮影
画像

①-1

②

③

⑦

⑧

⑨

④

⑥

①-２

15

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

頭部固定具

CT人体トルソファントム CTU-41
コードNo41324-040※収納ケース付き

特長○治療計画におけるIGRTの位置合わせに使用できます。
○人体を使った解剖学修では観察が難しい組織も精細に再現○当ファントムは人体と同等のX線吸収率をもった軟組織等価材と骨等価材を使用しており、画像上人体と同様の臓器コントラス
ト、アーチファクトが発生します。
○臓器の形状、CT値を再現したファントムです。
○骨格は人工骨を使用。
（海綿骨は再現されていません。）○ボリュームスキャンに対応するため、ファントムは頭部～腰部まで一体となっています。
仕様

本体：成人男性・実物大トルソ型
高さ：約100cm
重量：約45kg
材質：ポリウレタン樹脂（比重1.06）
・エポキシ樹脂（比重1.31）他

構

成

モデル本体
撮影データ
（DVD）
収納ケース

CT腹部ファントム
コードNo41360-000 CT装置用

ABD-C型  ※収納ケース付

41360-100 DECT対応

ABD-MC型 ※収納ケース付

特長○CT撮影や、DECTを利用した造影血管撮影の模擬患者となるトレーニングモデルです。
○精巧な上腹部臓器配置を再現しています。
○アキシャル画像はもとより、サジタル、コロナル画
像においても臓器の人体における位置が理解しやすい構造となっています。
○人体と同等のX線吸収率をもった軟組織等価材と骨等価材を使用しており、CTで撮影を行うと人体と同様の臓器CT値が得られ、アーチファクトも発生します。
◯ヨード造影血管のヨード濃度は13mgI/mlです。

仕 様
本体：成人男性・実物大
サイズ：W27 x D16 x H30 cm／胸囲83cm／胴囲 69cm
重量：約12kg
材質：ポリウレタン樹脂（比重1.06）
・エポキシ樹脂（比重1.31）他※海綿骨は再現していません
付属品：収納ケース

撮影データ
（DVD）
腹部

・椎骨
・肋骨
・胸骨
・肺

・心臓
・肝臓
・肝静脈
・門脈

・膵臓
・胃
・十二指腸
・脾臓

・腎臓
・胆嚢
・大腸
・腰筋

・大動脈
・大静脈
・脾静脈

※CT値は80KeVの計算値により割り出した値です。

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

16

頭部CTファントム ACS
コードNo

価格

41309-100 CT装置用

ACS-C ※収納ケース付

41309-200 アンギオ撮影

ACS-A ※収納ケース付

41309-300 DECT対応

ACS-MC ※収納ケース付

CT用脳梗塞ファントム KH型
監修・指導：北里大学 医療衛生学部 医療工学科 診療放射線技術科学専攻 講師 原 秀剛

コードNo41943-000※収納ケース付CTによる急性期脳梗塞の撮影条件の設定とトレーニングに○脳内部に、直径20mm/30mmの球形状の模擬疾患（急性期脳梗塞を想定）を配置しています。
（41943-000）

特長○頭部血管撮影の模擬患者となる撮影条件設定、トレーニングモデルです。
○血管濃度の違いによりCT用、アンギオ用、DECTを利用した造影血管用の3種類があります。脳・眼球は人体と同様のX線吸収率をもった軟組織等価材と骨等価材を使用しており、CT画像上、脳、脳室、眼球は人体と同様のコントラストが得られます。
○模擬血管は左前大脳動脈、中大脳動脈及び内頸動脈を主に表現しています。
○脳血管は造影状態を血管径0.5〜4.0mmで表現。
◯ヨード造影血管のヨード濃度は13mgl/mlです。
（41943-300 DECT対応のみ）
仕 様
本体：成人頭部・実物大
高さ：約33cm
重量：約5.3kg
材質：ポリウレタン樹脂（比重1.06）
・エポキシ樹脂（比重1.31）他
血管CT値：CT装置用ACS-C CT値約280（実測値）
アンギオ撮影用ACS-A CT値約4700（実測値）
材質：軟組織部／ポリウレタン樹脂
頭蓋骨／ポリウレタン樹脂
頸椎／エポキシ樹脂※海綿骨は再現していません。

Ⅰ

Ⅱ

34HU
(-2HU)

32HU(-4HU)

36HU

34HU(-2HU)

3

36HU

32HU
(-4HU)

20mm球

30mm球

側脳室体部レベル

大脳基底核レベル※CT値は、実効エネルギー60keVの計算値により割り出した値です。

1

アンギオ画像2 （41309-200）

CT画像（41309-100）

CT値

ACS
A C S 41309-200
A C S 41309-300
K H 型 41943-000

目的41309-100

血管の撮影
脳（ 梗 塞 ）の 撮 影

脳血管

脳梗塞

撮影画像

CT用血管濃度

※1

40HU

なし

1

アンギオ用血管濃度

※1

40HU

なし

2

13mgI/ml

※1

40HU

なし

※2

36HU

なし

脳

※ 1：8 0 k e Vで の 計 算

17

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

※2

32HU,34HU※ 2：6 0 k e Vで の 計 算

3

CTCファントム NCCS型
コードNo

監修・指導：国立がん研究センター中央病院

41910-000 ※収納ケース付

線量と画質の同時評価が行えるファントム
タギングやクレンジング、撮影手順、画像診断のトレーニングに
特

長○内部に模擬ポリープが作られた模擬腸管は、下腹部
ファントムの上行結腸、下行結腸、直腸の場所にセットすることができます。
○4種類の模擬腸管には、それぞれ内壁に6つのターゲットがあります。陥凹型は腫瘍発見感受性、隆起型は体積測定の精度を評価することができます。
○模擬腸管に造影剤を入れて、タギングの評価を行うことができます。
○CTDI測定のためのペンシル型の線量計を挿入できます。
仕様

材質：軟組織部／ポリウレタン樹脂（比重1.06）
骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）
構成

下腹部ファントム（模擬腸管挿入孔、線量計挿入孔、椎体、骨盤、大腿骨）
模擬腸管4種（陥凹型2種、隆起型2種）
模擬腸管挿入孔用ロッド
線量計挿入孔用ロッド
アクリル製水槽容器
収納ケース

アクリル製水槽容器

評 価 項 目・仮想内視鏡検査 ・ターゲットの可視化、検出、寸法の計測 ・大腸CT検査の撮影線量の検討 ・適切な造影剤の濃度の検討

陥凹型2種

隆起型2種
陥凹型Ⅰ
：直径固定

隆起型Ⅰ
：直径固定

単位：mm

仮想内視鏡表示単位：mm

仮想内視鏡表示

陥凹型Ⅱ：高さ固定

単位：mm

隆起型Ⅱ：直径・高さ比固定

単位：mm

仮想切開表示製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

18

NEMA規格対応PETボディファントム
コードNo41937-000 ※収納ケース付

PETの基本性能評価用ファントム
特長○NEMA規格に準拠した、PETの基本性能の評価用ファントムです。
○JIS T 61675-1:2016（IEC 61675-1:2013）準拠。
仕

構

様

成

ファントム本体（肺挿入管含む）

大きさ：W30×D20×H23cm
重量：約2.6kg(ファントム本体)

漏斗

材質：アクリル樹脂

プラスドライバー
注射針
ワセリン
予備ネジ
収納ケース

評 価 項 目・PETスキャナの画質および線源放射能濃度の定量性の精度を評価する

JIS規格CT評価用ファントム JCTⅡ型
コードNo

41919-000 ※収納ケース付CT装置の設置時および定期的または随時に行う点検にて使用し、装置の性能を評価・管理するためのファントムです特長○JIS Z 4752-3-5: 2008で規定する受入試験及びJIS Z 4752-2-6: 2012で規定する不変性試験において、下記に示すCT装置の評価項目に使用することができます。
○ 煩 雑 な 性 能 評 価 プ ロ セ ス を 簡 便 に 描 出・管 理 で きる
ソフトウェア付属。
別売のCT-DIファントム（線量測定用ファントム）を使用すれば、線量試験結果もソフトウェアにて管理できます。
○新JIS Z4923:2015準拠。
仕様

サイズ：測定部φ200×200mm
重量：3kg（本体のみ）
材質：アクリル・ポリウレタン・他
構

成

円筒容器（ノイズ、平均CT値
及び均一性測定部含む）

関連製品のご提案

金属傾斜線によるスライス厚ファントム
金属線ファントム（空間分解能ファントム）寝台置型角度調整固定具（各社共通）※41919-010

繰返しパターンファントム（空間分解能ファントム）低コントラストファントム

評 価 項 目・アキシャルスキャン（スライス厚・空間分解能・低コントラスト分解能・ノイズ、平均CT値      及び均一性（体幹部を除く））
・ヘリカルスキャン（スライス厚）

19

ヘリカルスキャン用
スライス厚ファントム（微小円盤および微小球体）描出・管理用ソフトウェア（CD）
寝台置型角度調整固定具
収納ケース
取扱説明書

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

CTDIファントム（線量測定用ファントム）41924-000 ※収納ケース付

CT用ERF取得ファントム HIT型
コードNo41920-100 ※収納ケース付

低CNR条件下での逐次近似再構成画像を物理評価するためのファントムです特長○高CNR条件下での逐次近似再構成画像における物理評価としてPSF
によるMTF評価がありますが、
これは低CNR条件下ではあまり適切ではありません。低CNR条件下での逐次近似再構成画像において、その性能を臨床から乖離せずに物理的に評価することができるファントムです。
○ブロックエッジのボケを測定するESF法を用いて低CNR画像よりMTFを評価するので、低CNR条件下での逐次近似を応用した再構成画像における性能特性を把握できます。
仕※CT値は50KeVの計算値により割り出した値です。

構

様

成

サイズ：φ200×250mm

直径200mmファントム円筒容器

重量：4.5kg（本体のみ）

測定板 5種類 HU20,50,100,200,500.相当

材質：アクリル・ポリウレタン・他

90度角度回転金具
寝台置型角度調整固定具（各社共通）※41919-010
プラスドライバー
ワセリン

収納ケース

ネジ(予備付き)

取扱説明書

トモシンセシス日常管理ファントム NS型
コードNo41921-000※収納ケースは付属しておりません。

20mm

35mm

40mm

70mm

トモシンセシス撮影法の日常管理として、画像を数値化、グラフ化することにより、再構成間隔や断層厚測定、均一性の確認ができます
また、再構成関数の違いによる画像評価などにも
役立ちます
特

150mm

画素値

35mm

47000

FWHM
(full width at half maximum)45000○断層厚の測定。

43000○均一性の検証。

41000

40mm

長

○再構成間隔の検証。

半値幅
39000

構

成

再構成間隔検証測定部

37000

断層厚測定部

35000

均一性検証測定部
測定部高さ調整用アクリルケース

33000

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 スライス数

取扱説明書

断層厚測定部のFWHMグラフ

評 価 項 目・再構成間隔検証測定部

・断層厚測定部・均一性検証測定部

・測定部高さ調節用アクリルケース

厚み20mm上面 三本ライン

下面 十字ライン

FWHM値より断層厚を算出します。

均一性と透視台の傾き

各測定部が5、10、15、20ｍｍの孔：φ1.0mmを確認します。

高さに設置できる構造になっています。

アルミ板厚：0.5mm

W70×D150mm

アクリル板厚：5mm（挟み込み）
再構成間隔の確認を行います。

W70×D150mm

ステンレス線：φ0.1mm

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

20

SIM2 bone Phantom（骨シンチ評価用ファントム）コードNo

41938-000

椎体、疑似腫瘍想定容器に骨等価溶液及び核種を入れて臨床に近似した状態でデータ収集ができる骨シンチ評価用
ファントムです。
特長○骨シンチグラフィ、骨SPECT/CT、
NaF-PETの世界初の標準化ファントムです。
○肺パーツを装着すれば
「胸椎」
の評価、
外して溶液を充填すると「腰椎」の評価ができます。
○椎体部に腫瘍（4つ）を模擬しています。
仕

構

様

大きさ：
［外寸］Ｗ31×Ｄ21×Ｈ35.5cm［内寸］Ｗ29×D19×H30cm
材質：
［容器］
アクリル
［肺］
タフラング

成

ファントム本体
漏斗
ドライバー
ワセリン
注入針
取扱説明書

評 価 項 目・視覚的評価・腫瘍の検出能・画像の歪み・アーチファクト

・物理的評価・椎体部と腫瘍部とコントラスト及びカウント比
・腫瘍の濃度直線性およびリカバリ係数
・統計ノイズ・棘突起部でのFWHM(分解能の相対的指標)

CT

・そのほか
・散乱線補正および減弱補正の効果の検証
など

SPECT

SPECT/CT
概略図※骨等価溶液：リン酸水素カリウム水溶液等をご利用いただけます。

21

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

SPECTファントム JSP型（固定具付）
JIS Z4922準拠

コードNo41535-100①※収納ケース付き②

SPECT装置およびPET装置の日常精度管理を目的とし、横断断層像および、測定値を得る為のファントム

③

特

長

①外容器：均一性および感度の測定ならびに内容器の装着を目的とする。
②点状像測定用：点状像の空間分解能の測定を目的とする。

④⑤③陰性像測定用：陰性像の空間分解能の測定を目的とするもので、（4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mmの円柱群。

⑥④陽性像測定用：陽性像の空間分解能の測定を目的とするもので、（4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm）の円柱状の穴群。
⑤濃度直線性測定用：放射能濃度の応答直線性の測定を目的とする。
⑥画像ひずみ測定用：画像のひずみの測定を目的とする。
仕

寝台置型角度調整固定具（各社共通）CT装置取付金具容器付

様

構

成

大きさ：φ22×22（H）cm

円筒外容器

濃度直線性測定用材 質：アクリル樹脂

点状像測定用

画像ひずみ測定用

陰性像測定用

寝台置型角度調整固定具

陽性像測定用収納ケース※41535-010

SPECTファントム JS-10型(固定具付)（社）
日本放射線技術学会 同位元素検査技術委員会 規格品

コードNo41523-100※収納ケース付き
仕様

材質：アクリル樹脂／
外用器 均一性ファントム

構成

画像不均一性測定ファントム（円筒外容器）
スライス厚測定用ファントム
空間分解能測定用ファントム
バーファントム
ホット・コールド用ロッドファントム
散乱線混入率測定用ファントム
寝台置型角度調整固定具（各社共通）※41535-010
収納ケース

寝台置型角度調整固定具（各社共通）CT装置取付金具容器付※41535-010

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

22

膝関節ファントム
コードNo

骨や軟骨・半月板・じん帯まで再現した
膝関節ファントム

41935-000 ※収納ケース付

特長○人体と同等のX線吸収率をもった軟組織等価材と骨等価材を使用しており、CTで撮影を行うと人体と同様の臓器CT値が得られ、アーチファクトも発生します。
○骨格は人工骨を使用。
（海綿骨は再現されていません。
）
仕

構

様

成

本体：成人男性・実物大
大きさ：φ14×45cm

膝部本体

重量：約4.5kg

撮影データ
（DVD）

材料：軟組織部／ウレタン樹脂（比重1.06）

取扱説明書

収納ケース

骨格／エポキシ樹脂（比重1.31）

X線撮影画像

・大腿骨

・脛骨

・腓骨

・膝蓋骨

・膝蓋骨軟骨・半月板

・十字じん帯・内側側副じん帯・外側側副じん帯・関節軟骨CT撮影画像正面

側面

脳ファントム IB-20 Advanced
コードNo

監修・指導：藤田保健衛生大学医療科学部教授

市原 隆

41918-000 ※収納ケース付

DaTscan検査の線条体観察における
SPECT装置の評価や読影訓練に

骨様散乱体ケース（成人男性）

特長○骨様散乱体ケースにより、人体に近い状態で測定が可能。
○線条体は尾状核・被核を再現、異なる濃度のRI溶液を入れることで病変を表現できます。
仕

様

各部の容量

大きさ：外寸 W21×D15×H8cm
構

840ml

成

6.6ml

モデル本体
収納ケース

6.6ml

取扱説明書

4.8ml

脳線条体

4.8ml
骨散乱体ケース
成人男性：比重1.43 ＨＵ750相当
高齢女性：比重1.31 ＨＵ530相当

骨様散乱体ケース（高齢女性）

脳室

線 条 体 は 各々2 つ に分かれており、違う濃度のRI溶液を入れる▲SPECT

23

▲CT

脳の実質部
薄いRI溶液・もしくは水

線条体を満たして使用する。

満たして使用する。

▲SPECT-CT

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

濃度の高いRI溶液を

3T MRIMRI性能評価ファントム MHR型

対 応

コードNo

41330-000 ※収納ケース付

1.0/1.5/ 3.0テスラの装置評価に対応
特長○MRIの基本性能の性能評価用ファントムです。
○AAPM/NEMAに準拠した形状/評価項目。
○高磁場下でも均一性に優れた新充填材 流動パラフィンを使用。
○スライス厚、空間分解能、均一性、画像ゆがみ、
コントラストの評価ができます。
○MRI専門技師試験にも対応しています。
仕

様

構

成

大きさ：φ22×14（H）cm

ファントム本体

材 質：アクリル樹脂

補充用流動パラフィン

予備ネジ

漏斗

プラスドライバー

スポイト

ワセリン

試料瓶 13.5ml 7本

塩化ニッケル水溶液 50ml 取扱説明書（5/10/15/20/25mM）
収納ケース

スライス厚・空間分解能

画像歪み

コントラスト

3T MRIMRI性能評価用ファントム JMR II 型
コードNo

対 応

JIS Z4924 2016準拠

41330-030 ※収納ケース付

1.0/1.5/ 3.0テスラの装置評価に対応
特長○JIS Z4924 2016に準拠し、3T対応の測定物質を充填しています。
○高磁場下でも均一性に優れた新充填材 流動パラフィンを使用。
○ヘッドコイルでの管理にも有効です。
仕

様

構

成

大きさ：φ18×16cm

ファントム本体

重量：約3.6kg

補充用流動パラフィン

予備ネジ

材質：PMMA（アクリル樹脂）

漏斗

プラスドライバー

スポイト

ワセリン

塩化ニッケル水溶液 各50ml（5/10/15/20/25mM）

取扱説明書

3.0Tの
均一性画像

従来品
水性充填物

試料瓶 9ml 7本

収納ケース

新充填物

1.5T

画像歪み

空間分解能・スライス厚・コントラスト

評 価 項 目・信号ノイズ比・均一性
・ゴースト・スライス厚・空間分解能・幾何学的歪み
・画像コントラスト

3.0T

従来の水性充填材で3T MRI 性能評価をすると、画像に不均一性が表れ歪みやノイズの原因になっていました。新しい充填素材はこれらの問題を解決し、正しい性能評価が行えます。

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

24胸部呼吸同期ファントム
コードNo

肺結節及び横隔膜の呼吸時の動きを再現

41326-000 ※収納ケース付

特長○胸部ファントムは、人体に近似した骨、軟組織で製作。
○呼 吸曲線は男性2名、女性1名の計3名分の通常呼吸と深呼吸の6パターンがプリセットされています。任意に入力することも可能です。
○横隔膜の動きと模擬腫瘍、腹部模擬円板が連動し動きます。

評 価 項 目

チェストファントム

○動体追尾放射線治療において、シミュレーション、解析、評価が行えます。
モーションアクチュエータ（機構部）

心臓・右肺血管

ワイヤレス式・

模擬腫瘍（15種）

モバイルタッチパネル PC（操作部）

構・放射線治療計画の評価
・線量測定
ガラス線量計などを回転ドラムへ挿入しご使用できます。
ご使用の線量計サイズをお知らせください成

模擬腫瘍回転ドラム 収納ケース○操作性向上のため、ワイヤレス式・モバイルタッチパネル
PCによる制御を採用

横隔膜・呼吸と同期したCT撮影
横隔膜の動きと模擬腫瘍、腹部模擬円板が連動

ロードセルセンサやレーザーセンサを取付けることにより呼吸による体表の動きを呼吸波形として表示することが可能です

横隔膜

模擬腫瘍は15種類

腹部模擬円板

大きさ・形状の異なる15種類が付属しています。

模擬腫瘍

模擬腫瘍は 直線、回転の両方向に動くことにより三次元的な動きを行いますＮＥＷ

CT心臓動態ファントム SKK II型

コードNo41310-030 ※収納ケース付

このファントムは 心 臓 動 態 撮 影 のプ
ラットフォームとして、様々な模擬血管を取り付けることにより、ECGゲートCTをはじめ、4D-CT、心室の排出量（EF）の評価・研究・トレーニングなど目的に沿った撮影ができます。
特長○心臓外壁に血管、狭窄血管、
ステント等を取り付けた実
験が行えます。
心電図同期型心臓動態ファントムです。
※写真はプロトタイプです。

○心 臓は軟質ゴムの砲弾形形状をしており、取り扱いも容易で再現性のある非常に安定した動きが表現できます。
○冠状動脈は弾力性のあるゴム状素材です。手持ちのカッター等で容易に加工できる素材で、狭窄血管等を自作することも可能です。
○血管のCT値については、
ご希望の仕様で製作いたし

CT画像

収縮期

拡張期

評 価 項 目

構・心室の拍出量（EF）の評価

コントローラ・冠状動脈の描出評価

心臓ファントム本体

成

模擬血管

収納ケース 1点

ソフトウェア：心電図ます。御照会ください。

・タッチパネルによる簡単操作

・心拍数30～120回／分

・心臓部は形状再現性の優れた軟質樹脂を使用

・心拍出量60、70、80、90、100ｍl

・拍動にあわせて、パルスを発生

・左心駆出分画 EF値0～100％ 変更可能

・模擬血管を付属

・EF値10％刻みで心臓部を静止可能

仕

様

・不整脈

25

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

変更可能
変更可能

CT心臓胸郭動態ファントム
コードNo

マルチスライスCT装置の評価、放射線治療における、腫瘍追尾機構などにご使用ください

41327-000 ※収納ケース付

特長○胸部ファントムは、人体に近似した骨、軟組織で製作。
○呼 吸曲線は男性2名、女性1名の計3名分の通常呼吸と深呼吸の6パターンがプリセットされています。任意に入力することも可能です。
○横隔膜の動きと模擬腫瘍、腹部模擬円板が連動し動きます。
○動体追尾放射線治療において、シミュレーション、解析、評価が行えます。
○心電パルスを発生し、ECGゲート法の評価が行えます。
○不整脈の再現ができます。
○操作性向上のため、ワイヤレス式・モバイルタッチパネル
PCによる制御を採用

同期画像

非同期画像

評 価 項 目・放射線治療計画の評価

同期画像

構

非同期画像

成

チェストファントム
心臓（3種）

・線量測定

模擬腫瘍（15種）

ガラス線量計などを回転ドラムへ挿入し  ご使用できます。
ご使用の線量計サイズをお知らせ
ください

モーションアクチュエータ（機構部）

・呼吸と同期したCT撮影

模擬腫瘍回転ドラム
横隔膜
ワイヤレス式・モバイルタッチパネル PC（操作部）
収納ケース

横隔膜の動きと模擬腫瘍、腹部模擬円板が連動

・心臓と同期した模擬腫瘍のロードセルセンサやレーザーセンサを取付けることにより撮影

呼吸による体表の動きを呼吸波形として表示することが
可能です

模擬腫瘍は

心臓は3種類
1.動脈径の異なる4本の冠状動脈を配置（直径0.5,1.0,2.0,3.0mm）

直線、回転の両方向に動く

腹部模擬円板ことにより三次元的な動き
を行います

横隔膜

2.狭窄の程度の異なる３本の冠状動脈を配置（狭窄25%,50%,75%）
3.解剖学的形状の冠状動脈を配置

模擬腫瘍は15種類
大きさ・形状の異なる15種類が付属しています。

心臓の動きの再現には水を使用

左心室を拡張させることで心臓の動きを再現しています

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

26

タフファントムシリーズ
放射線医学総合研究所と共同開発されたタフシリーズは、放射線治療の線量測定用のファントムです。
割れにくく、
また、加工性に優れています。
ご注文に応じて、様々な形状に成形することもできます。
線量計挿入孔などの特注加工も承ります。

放射線医学総合研究所との共同開発品
特許第2651585号

タフウォーターファントム WD型
放射線医学総合研究所との共同開発品

放射線治療の線量測定に使用する板状ファントム
で加工性に優れ、強度のある水等価ファントムです。
仕
放射線医学総合研究所と共同開発した人体軟組織

様

材質：エポキシ樹脂

等価ファントムで、耐久性、加工性に優れています。

コード41770-010
41770-020
41770-030
41770-040
41770-050
41770-060
41770-070
41770-080
41770-090
41770-100

型番WD-3002WD-3003
WD-3005
WD-3010WD-3015
WD-3020
WD-3025
WD-3030
WD-3040
WD-3050

寸法（mm）
300×300× 2
300×300× 3
300×300× 5
300×300×10
300×300×15
300×300×20
300×300×25
300×300×30
300×300×40
300×300×50

コード41770-110
41770-120
41770-130
41770-140
41770-150
41770-160
41770-170
41770-180
41770-190
41770-200

特許第2651585号

型番
寸法（mm）
WD-4002 400×400× 2
WD-4003 400×400× 3
WD-4005 400×400× 5
WD-4010 400×400×10
WD-4015 400×400×15
WD-4020 400×400×20
WD-4025 400×400×25
WD-4030 400×400×30
WD-4040 400×400×40
WD-4050 400×400×50

タフボーンファントム BE型
型番
寸法（mm）
放射線治療 線量測定用骨 コード41420-110 BE-T-2005 緻密骨 200×200× 5
ファントムです。骨密度に 41420-120 BE-T-2010 緻密骨 200×200×10
より緻密骨（T）皮質骨（H） 41420-130 BE-T-2020 緻密骨 200×200×20
41420-210 BE-H-2005 皮質骨 200×200× 5
内骨（N）があります。
仕様

材質：エポキシ樹脂
放射線医学総合研究所と共同開発した骨等価ファン

41420-220
41420-230
41420-310
41420-320

BE-H-2010 皮質骨 200×200×10
BE-H-2020 皮質骨 200×200×20
BE-N-2005 内骨
200×200× 5
BE-N-2010 内骨200×200×10

型番BE-N-2020 内骨
BE-H-3005 皮質骨
BE-H-3010 皮質骨
BE-H-3020 皮質骨
BE-N-3005 内骨
BE-N-3010 内骨
BE-N-3020 内骨※300㎜の物については皮質骨（H）内骨（N）の販売のみとさせていただきます。

トムで、緻密骨、皮質骨、内骨の3種類があります。

タフラングファントム LP型
仕様

材質：フェノール樹脂

コード41760-010
41760-020
41760-030
41760-040

型番LP-3010LP-3020
LP-3030
LP-3050

寸法（mm）
300×300×10
300×300×20
300×300×30
300×300×50

放射線医学総合研究所と共同開発した、均一性に優れる肺等価ファントムです。

27

コード41420-330
41420-510
41420-520
41420-530
41420-540
41420-550
41420-560

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

寸法（mm）
200×200×20
300×300× 5
300×300×10
300×300×20
300×300× 5
300×300×10
300×300×20

乳房超音波診断ファントム “BREAST FAN”
コードNo

監修・指導：国立病院機構 名古屋医療センター
放射線科 部長 遠藤登喜子

41904-000

乳房超音波診断における基本的な
体表走査法と特徴的な乳腺疾患のスクリーニング実習モデルです
特長○リアルタイムに描出画像を確認しながら体表走査の基本と特徴的な乳腺症の描出技術をトレーニングできます。
○人体に近似した超音波特性を示す素材を使用し、代表的な乳腺症以外に、腋窩リンパ節、皮下脂肪、乳管、クーパー
靭帯、乳房後方の脂肪腫、肋骨、鎖骨、大胸筋、肺を再現しており、臨場感のある画像描出実習が可能です。
仕様

本体：乳房モデル
大きさ：W26×D38×H11㎝（本体）W33×D45㎝（ベース板）
重量：約7Kg（モデル全体）
材質：軟質特殊樹脂
構

成

乳房本体モデル 1体
タルカムパウダー 1点
収納ケース 1点
活用の手引き（DVD）1点
取扱説明書

付属の活用の手引き（DVD）
BREAST FANの実習活用動画を収録しています。

実 習 項 目・乳房超音波検査における基本的な体表走査法
・代表的な乳腺疾患の画像描出（乳管系、腋窩リンパ節、良性腫瘍、嚢胞、乳癌）と腫癌の計測描出可能な乳腺症

乳管拡張腋窩リンパ節良性腫瘍

モデルに埋め込まれた腫瘍部位

乳癌

関連製品のご提案

嚢胞設定
成人女性の左乳房モデル
診断部位：乳管拡張、リンパ節、良性腫瘍、嚢胞、癌
その他の描出部位：脂肪腫、肋骨、鎖骨、大胸筋、肺29

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

乳房超音波精度管理ファントム
41902-000

超音波診断装置評価用ファントム
コードNo

指導・監修：札幌医科大学医学部教授
特許第3650096号

41338-010 N-365 マルチパーパスファントム

名取 博

超音波診断装置の各種分解能の判別により装置の評価や点検が可能
特長○人体軟組織に近似した音速と音響減衰係数を有する
当社独自開発のエラストマー素材を使用。
○Bモード超音波画像では、バックグラウンドの微細点状エコーが示されます。
○基材の中に高精度の各種反射体を埋め込んでいます。
○経年変化が小さく、丈夫で安定した素材のため、機器の定期点検に同じファントムの使用が可能です。
仕

様

構

成

大きさ：W19×D10×H22cm

ファントム本体1点

重量：約3.6kg

収納ケース1点

材質：軟質特殊樹脂

取扱説明書

減衰率：0.59dB／cmMHz
音速：1432m／sec（25℃）

実 習 項 目・超音波診断装置評価

ストリングターゲット

シストターゲット

至近距離分解能（デッドゾーン）

グレースケールターゲット

距離分解能

方位分解能

製品は、内容・仕様・外観・価格など予告なく変更されることがございます。予めご了承ください。一回のご注文額が2万円に満たない場合は、別途送料をいただきます。

30

2023.03 G1500