環境計測の新たなビジネスモデル
藤井俊逸・新宮敦弘・那須友昭・柾 成隆
１

はじめに建設工事の騒音・振動を適切に抑え、住民の協力を得ながら工事を進めることは、今後ますます重要になってくる。民家や工場の近くでの建設工事の騒音・振動については、基準を定め、基準値以内になるように騒音・振動の発生源対策をしたり、防音壁などの緩和する方法をとられたりしている。その方法を試験施工で確立し、その方法で工事を進めていくという方法が、一般的である。しかし、工事中に基準値を守られているのかは、作業する人のモラルに任されているというのが現実である。
そこで、工事中の騒音・振動が、基準内入っているのかを確認できる仕組みが必要だと考えた。これをビジネスモデルとして立案・実行していっている。
ここでは、「環境計測に関するビジネスモデルの提案」と、実際に実行している「トンネル発破振動の管理システム」について紹介する。

２

環境計測のビジネスモデル
ビジネスモデルのアウトラインを以下に示す。
①②③

計画準備a)

工事内容に応じ、管理するセンサーの選択（ex．振動）b)センサー設置場所と管理基準値の設定

c)

基準値を超えた場合の警報メールの送り先決定d)

基準値を超えた場合の対応方法の決定

リアルタイム監視システムの設置
a)

センサー＋パソコン＋通信カードb)

リアルタイムデータ処理c)

インターネット・携帯電話にて結果確認d)

携帯電話への警報メール

運用a)

基準値以下の場合決められた手順で、住民・発注者へ連絡

b)

基準値を超えた場合決められた手順で、オペレーター・住民・発注者へ連絡

３４センサーとして考えられるもの
①

騒音・振動

②

水質（濁度・PH）③

工事により発生する有害物質（ex．硫化水素）「トンネル発破振動の管理システム」の実施事例①

管理するセンサーa)②③

トンネル上の施設の振動が問題となったため、振動レベル計を設置した。

設置位置と基準値a)

対象となる施設の近くに設置した。

b)

基準値は、昼間６５ｄB、夜間５５ｄB とした。

運用a)

基準値を超えた場合は、次回の発破を制御することで対応

④システム

図-１にシステムの概要を示す。
経路①は通信カードを通常は用いる。経路②はサーバーから警報メールを関係者に送付する。
経路③は、１分毎に回収したデータを、１分毎にネット上にアップする。振動レベルの場合は、データは１秒の精度をもっている。

インターネット観測による振動レベルの管理方法

工事
関係者
警報メール

工事関係者はPC・携帯電話で計測結果確認

振動レベル計
２

観測BOX
３

１
藤井基礎
サーバー

トンネル発破振動図-１

システム説明図-

観測BOX
振動レベル計ピックアップ

パソコン＋通信カード

振動レベル計写真-１

現場設置状況

⑤

インターネット表示画面a)インターネット表示画面を、資料-１に示す。

b)

工夫した点
1 ヶ月間のグラフ化を自動で行う
数値表示は以下の項目で行う。
現在値:6.68 db (2008/7/1 20:46:0)
1 時間値:53.87 db (2008/7/1 20:4:56)
6 時間値:53.87 db (2008/7/1 20:4:56)
12 時間値:53.87 db (2008/7/1 20:4:56)
24 時間値:53.87 db (2008/7/1 20:4:56)
過去最大値:53.87 db (2008/7/1 20:4:56)⑥

携帯電話表示画面

携帯電話の結果グラフを、写真-２に示す。

写真-２

携帯電話グラフ画面

⑦

携帯電話の警報メール

携帯電話へのメール
表示内容
振動計測No.1
警告
No.1が68.4dBを超えました。
基準を超えた時刻は2008/07/02-11:27:02です。
⑧発破振動結果（実測例）

写真-３

携帯電話警報メール●7 月 1 日 20 時 5 分付近発破振動a)

NO2 53.87 db (2008/7/1 20:4:56)

0秒b)

NO4 50.71 db (2008/7/1 20:5:0)

4 秒（NO2 との時間差）

c)

NO5 40.31 db (2008/7/1 20:5:1)

5 秒（NO2 との時間差）●7 月 1 日 22 時 41 分付近発破振動a)

NO2 52.71 db (2008/7/1 22:41:55)

0秒b)NO4 51.12 db (2008/7/1 22:41:59)

4 秒（NO2 との時間差）

c)

NO5 39.87 db (2008/7/1 22:42:0)

5 秒（NO2 との時間差）●7 月 3 日 7 時 17 分付近発破振動⑨a)

NO2 55.14 db (2008/7/3-07:17:10)

0秒b)NO4 49.94 db (2008/7/3-07:17:14)

4 秒（NO2 との時間差）

c)

NO5 41.51 db (2008/7/3-07:17:16)

6 秒（NO2 との時間差）

発破振動結果から言えること
d)

振動レベルは、発破位置との距離が近いほど、大きくなっている。

e)

このことから、発破振動による揺れと、その他（車、動物）の揺れは区別できると考えられる。

f)

発破振動であれば、振動レベルの最大値は 5 秒程度範囲となる。

g)その他の振動であれば、時間がずれる。

５

おわりに建設工事は住民の協力なしにはできない。今までは、「これくらいならいいだろう」というレベルで、工事の騒音・振動に対する管理を行ってきた。今後、施工業者・発注者・住民の３者が相互理解をして、工事を進めていく必要がある。
そのためには、住民から苦情がでるまでに、お互いの相互理解をとっておく必要がある。そのためにも騒音・振動などの環境データが必要である。ところが、今まで騒音・振動を監視しても、リアルタイムではないため、結果が翌日になったりしていて。どうしてもタイムラグができていた。
今回のシステムを用いれば、基準値を超えれば、即、関係者に連絡が行く。このことは、管理する上では非常に便利である。建設工事の土工掘削を例にとると、次のような管理方法となる。
①

基準値を超えて、警報メールが入ったら、現場監督は重機のオペレーターへ指導する。

②

重機のオペレーターも、作業内容とデシベルの関係がわかるので、作業の目安が作りやすい。

③

発注者もインターネットで、どの程度の振動・騒音レベルで工事しているのかが、いつでもわかる。

④

インターネットを住民に公開することで、工事に対する信頼関係が up する。

このように、多くのメリットがあるため、住宅地や工場に近接した工事や、発破を用いるトンネル工事やダム工事などで積極的に使っていって欲しい。
今後、環境計測に関係するいろいろなオプションを確立し、より使いやすいシステムにしていくつもりである。

資料-１ トンネル振動観測インターネット画面
目次●お知らせ●機器設置状況●振動計 No.2●振動計 No.4●振動計 No.5●お知らせ
7 月 1 日インターネット観測を開始しました。
携帯サイトはhttp://sunflower.fujii-kiso.co.jp/keitai/chitani/shindou/index.html (ユーザー名:a パスワード:d)です。

● 機器設置状況●振動計 No.2

表 1 最後の一日分のデータ
観測図

コメント
現在値:5.32 db(2008/07/03-07:44:00)
1 分以内:7.04 db(2008/07/03-07:43:00)

振動レベル(db)

1 時間値:55.14 db(2008/07/03-07:17:10)
6 時間値:55.14 db(2008/07/03-07:17:10)
12 時間値:55.14 db(2008/07/03-07:17:10)
24 時間値:55.14 db(2008/07/03-07:17:10)
過去最大値:55.14 db(2008/07/03-07:17:10)

●振動計 No.4

表 2 最後の一日分のデータ
観測図

コメント
現在値:6.88 db(2008/07/03-07:44:00)
1 分以内:14.90 db(2008/07/03-07:43:00)

振動

1 時間値:49.94 db(2008/07/03-07:17:14)

レベル

6 時間値:49.94 db(2008/07/03-07:17:14)
12 時間値:51.49 db(2008/07/02-19:58:48)(db)

24 時間値:51.49 db(2008/07/02-19:58:48)
過去最大値:51.49 db(2008/07/02-19:58:48)●振動計 No.5

表 3 最後の一日分のデータ
観測図

コメント
現在値:3.33 db(2008/07/03-07:43:00)
1 分以内:3.33 db(2008/07/03-07:43:00)

振動レベル
(db)

1 時間値:41.51 db(2008/07/03-07:17:16)
6 時間値:41.51 db(2008/07/03-07:17:16)
12 時間値:41.51 db(2008/07/03-07:17:16)
24 時間値:41.51 db(2008/07/03-07:17:16)
過去最大値:41.51 db(2008/07/03-07:17:16)