サイン波テスト信号
周波数スイープ、チャープ
ピンクノイズ、ホワイトノイズ
ポラリティとディレイ信号
MR-PROユーザーWAVファイル再生機能

M inirato r s
M R- P R O / MR 2
A U D I O S I G N A L G E N E R AT O R S

MR-PRO測定機能

M ade in
Switzer land

2

M I N I R AT O R M R - P R O

プロフェッショナル・オーディオシグナルジェネレータ
ケーブルテスト用XLR入力
バックライト付LCD
USB コネクター

DC電源入力電池ホルダー

バックライトミュートボタン

RCA アンバランス出力
XLR バランス出力

3

M I N I R AT O R M R - P R O / M R 2
MR-PROは、アナログオーディオテストで必要な一通りのテスト信号を装備しています。出力信号は、サイン波、ピンクノイズ、ホワイトノイズ、ディレイテスト信号、ポラリティテスト
信号、ステップスイープ、連続サイン波スイープが標準装備され、さらにシステムの検証や調整に便利なWAVファイルセットが内部フラッシュメモリにストアされています。ユーザーは、内部メモリに独自のWAVファイルを追加することもできます。
MR-PRO は、接続された機器の信号バランス、ファンタム電源電圧、インピーダンスを測定することができます。XLR ケーブ
ルテスト機能はシステムのトラブルシューティングに役立ちます。
コスト重視のMR2は、価格を抑えながらも基本的なテスト信号を装備しています。どちらのジェネレータも、オーディオ設備のセットアップ、メンテナンス、モニタリングに不可欠なツールです。

アプリケーション
音響設備
非常用放送システム
ライブサウンド
建築音響
航空宇宙産業
品質管理

4

ソリューション
オーディオシステムのセットアップと保守
MiniratorをPAシステムやモニターのセットアップに応用します。ピンクノイズを出力し、XL2アナライザで周波数分布特性を調整します。ポラリティ信号により全てのスピーカーが同じ極性であることを確認します。各スピーカーのディレイを最適化にするには、ディレイテスト信号を出力し、XL2アナライザで実際の音響ディレイを測定します。
MiniratorシグナルジェネレータとXL2アナライザの組み合わせ
は、インストレーション作業のあらゆる場面で、オーディオ信号経路の素早いトラブルシューティングに役立ちます。MR-PRO
はマイクロホン用ファンタム電源電圧測定、XLRケーブルチェック、負荷のインピーダンスとバランス測定が可能です。

非常用放送システムの音声明瞭度試験
MR-PROは、XL2アナライザによるIEC60268-16準拠の音声明瞭度測定用として、システムのライン入力へ供給するSTIPAテスト信号を出力します。

70V/100Vディストリビューション・スピーカーのインピーダンステスト
MR-PROは、ディストリビューション・スピーカーシステムのインピーダンスと定格電力を測定します。仕様値と実測値の差により、例えば接続ミス、タップ配線の誤り、回路のショート等の問題を発見できます。オプションの70V/100Vプロテクトアダプタを使用することにより、MR-PROを安全に使用できます。

建築音響の遮音特性テスト
MR-PROは、遮音、吸音、プライバシー・明瞭度インデックス測定に使用されるオクターブバンドピンクノイズを出力します。
用途に合わせて次のテスト信号がサポートされています。

• オクターブバンド 32 Hz - 16 kHz• 1/3オクターブバンド 20 Hz - 20 kHz

5サイン波出力

ピンクノイズ、ホワイトノイズ

チャープ

機能
MR2 / MR-PRO共通

Minirator は、ユーザーが設ピンクノイズまたはホワイトチャープ信号は、周波数がリン波を出力します。設定可度、規定の増幅度分布、無限加するスイープ信号です。室定する周波数、増幅度でサイ能な周波数間隔は、最小で0.1Hz です。

ノイズは、高いスペクトル密の周期で合成されています。

ニアまたは対数で連続的に増内音響の評価などで使用されます。

ポラリティ

ディレイ

スイープ

スピーカーとオーディオ信号

ディレイラインのセットアッスタート / ストップ周波数、す。XL2 オーディオ & アコー

す。XL2 オーディオ & アコー

高 1/12 オクターブまでの周のポラリティテスト信号でスティックアナライザで測定します。

インピーダンスメータ

プ用ディレイテスト信号でスティックアナライザ専用です。

ユーザーWAVファイル *.wav

ステップ / トリガタイム、最波数解像度を設定できます。

ケーブルテスト機能

MR-PROMR-PROは、ディストリビュ

MR-PRO は工場出荷時にさまMR-PRO は XLR 配線ケーブ

ピーダンス、位相、定格電力

ば音声明瞭度測定用信号がスす。例えば “2-3 Crossed” のーション・スピーカーのインを測定します。測定周波数は選択可能です。

ざまなテストファイル、例えトアされています。ユーザーは独自のテスト信号を追加でストアできます。

ルのあらゆる欠陥を検出しまように内容を正確に把握できます。

6

関連製品

オーダーインフォメーション
Minirator MR-PRO or MR2?

Miniratorオーディオジェネレータは、高機能、ハイスペックなMRPROかベーシックなMR2を選択できます。

MR-PRO

XL2 アナライザ
M4260 測定用マイクロホン付MR2ジェネレータ

• 最大出力レベル• フラットネス

18 dBu

8 dBu+/- 0.2 dB+/- 0.5 dB

12.5 Ω200 Ω• THD+N typical< -96 dB

< -90 dB

• 出力インピーダンス

測定機能• ファンタム電源• インピーダンス• 信号バランス• XLRケーブルテスター



テスト信号

• サイン波、スイープ波• ピンクノイズ、ホワイトノイズ• ポラリティ、ディレイ









• ユーザーWAVファイル (*.wav)

ショック保護ジャケット



ハンドストラップ、USBケーブル
NTi Audio #NTi Audio TalkBox
アコースティックジェネレータ
(STIPA リファレンス)

600 000 310

600 000 300

7仕様
MR-PRO
テスト信号
サイン波、
ステップスイープ、連続スイープ
ポラリティテスト信号、
ディレイテスト信号
ホワイトノイズ：ｸﾚｽﾄﾌｧｸﾀｰ= 3.05 (9.7dB)
ピンクノイズ：ｸﾚｽﾄﾌｧｸﾀｰ= 4.5 (13.1dB)
ゲートピンクノイズ (1 - 9 秒)
WAVファイル 再生 (MR-PRO)

信号波形

周波数
設定

レンジ：
インクリメント：
確度：

WAVファ
イルフォーマット

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ周波数：
解像度：
出力レベル：

10 Hz to 20 kHz
1 桁ステップ (例：0.01 Hz @ 10 Hz)
0.01%
48 kHz16 Bit, ﾓﾉﾗﾙ/ｽﾃﾚｵ
0 dBFS = 18 dBu（ｻｲﾝ)-単位：
インクリメント：

dBu, dBV, V, dBFS, %1 桁ステップ(例 0.1 dBu)

dBu, dBV, V
1 桁ステップ(例 0.1 dBu)

ｻｲﾝ波, ｽｲｰﾌﾟ
ホワイトノイズピンクノイズﾎﾟﾗﾘﾃｨ,ﾃﾞｨﾚｲ–80 to +18 dBu–80 to +10 dBu–80 to +8 dBu–80 to +16 dBu–80 to +8 dBu–80 to +0 dBu–80 to –2 dBu–80 to +6 dBu

レベルパラメータ
レベル設定
出力レベ
ル範囲

フラットネスRL ≥ 600 Ohm

確度 @ 1kHz
バランス出力インピーダンス±0.2 dB@ 10 Hz-12 kHz–0.1 dB / +0.3 dB@ 12 kHz - 20 kHz

MR-PROMR222 Hz to 22 kHz
平均値 @ 1kHz

–96 dB @ 18 dBu(0.0016%)–90 dB @ 8 dBu(0.0032%)

ノイズフロアtyp.

15 μV

25 μV

絶対値 Z-

MR2±0.5 dB±0.2 dB±0.5 dB

12.5 Ohm(Imax = 10 mA)

200 Ohm

THD+N
typ.

測定ファンクション
方式：
測定範囲：
バランス：
アンバランス：

4 Ohm to 50 kOhm
2 Ohm to 25 kOhm

周波数範囲：
レベル範囲：
確度：

30 Hz to 10 kHz-20 to +18 dBu±10 % or ±2 Ohm

パワー

リファレンス
電圧25, 35, 50, 70.7, 100,
140, 200 V

ファンタム
電源電圧

測定範囲：
確度：

0 to 54 V±3 % or ±0.5 V-

USB機能

ファームウェアアップ
デート
大容量記憶デバイスファームウェアア
ップデート

フラッシュメモリ

512 MB
WAVファイルストアとコンフィギュレーション用

-インピー
ダンス

一般仕様

3 x 単三アルカリ乾電池 またはリチャージブルバッテリー

バッテリー
動作時間

0 dBu, 無負荷,
typ.

8 時間

14 時間

より詳しい仕様は www.nti-audio.com/mrpro をご覧ください。

アクセサリ

MR-PROケーブル
テストプラグ

Minirator -40dB
アダプタ

MR-PRO 70V/100V
プロテクトアダプタ# 600 000 311# 600 000 312# 600 000 313

ACアダプタポーチ

校正証明書# 600 000 302# 600 000 018

NTi Audio AG
Im alten Riet 102
9494 Schaan
Liechtenstein / Europe
Phone:		 +423 239 60 60
Fax:		 +423 239 60 89
info@nti-audio.com

エヌティーアイジャパン株式会社〒130-0026
東京都墨田区両国4-8-10MYSビル

電話：03-3634-6110

Fax ：03-3634-6160

japan@nti-audio.com

記載の情報は予告なしに変更されることがあります。
TalkBox, Flexus FX100 はNTi Audioの商標です。

w w w. n t i - a u d i o. c o m

M ade in
Switzer land

dth xxxx - 02.13

Exel, XL2, M2230, M2211, M2215, M4260, Minirator MR-PRO, MR2,