Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

FLOAT TYPE

フロート式液面レベルスイッチ：
マルチポイント・カスタマイズ

簡単カスタマイズ
オンライン、又は所定フォーマットで！

LS-350シリーズ - 給排水用チューブ一体型タイプ

LEVEL SWITCHES – MULTI POINT 動作レベル点数：4個最大 給排水用チューブ一体型構造
 カスタマイズ可能な取付構造でユーザーのニーズに柔軟に対応
LS-350シリーズは柔軟性の高いカスタマイズ仕様で、取付けや保守にかかる時間と費用を削減します。給排水用チューブと最大で4個までの液面レベルスイッチが一体化されており、ユニット全体を液体容器の蓋に収めることを可能にしています。
シンプル＆クリーン---LS350のユニット一つでタンク内液体の遠隔監視と共にタンク内の給排水が可能です。本ユニットはご使用のタンクに合わせてカスタム設定可能で、取付部、配管コネクタ、電気的接続、材質、長さなどを広範囲に指定できます。

主な用途• 医療用分析装置• 化学実験装置• 半導体・医療用洗浄機

仕様
材質
軸と取付部
フロートガスケット
使用温度
ブナN製フロート
ポリプロピレン製フロート
接点仕様
軸全長
取付部の角度
動作レベル点数

ポリスルホン、又はNoryl®
ポリスルホン、又はブナN
ブナN
105°
C最高99°C最高SPST
最長380 mm、更に長い場合は特注対応
垂直から±30°
最高4点

HI
MID

上面

LO

永久磁石

動作原理
LS-350シリーズは2つの機能を同時に兼ね備えています。１つ目は液面レベル監視、もう１つは液体の給排水用チューブの役目です。チューブは軸と平行に設置され上部の取付部に接続されます。取付部の上面にはフレキシブルチューブを接続できる取付口か指定のチューブ接続部があります。
液面レベル検知は磁気リードスイッチの開閉で行います。軸に取り付けられたフロートには永久磁石が内蔵され、フロートが液面レベルに合わせて上下するとフロートから発生する磁場によって、軸内部に内蔵された密閉型のリードスイッチが動作します。
スイッチの出力は警報器やソレノイド、ポンプなどの液体制御機器に接続します。

磁場によりリードスイッチが動作
フロートストップ・カラー

側面
密閉型リードスイッチ
フロート

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

B-10

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

1. 取付部のタイプ

3. 電気的仕様

取付部のタイプは、軸全長（LO）、及び下記に示した通りに設定できます。
タイプ2圧力定格（取付部）

LO

軸全長 (LO)

38 cm±2 mm

取付部の位置

垂直から±30°の傾斜適合する取付部

Cubitainer® 形式の開口部

タンク壁厚0.8 mm〜3.2 mm* フランジスロットの向きはどちらの方向でも使用可能です。

L3L2
L1

5. 電気的接続

タイプ2：リード線、610〜660mm（最短610 mm）

同じタイプのフロートを全ての動作点用に使用します。
ポリプロピレン1/8"(3.175mm)
REF.

フロートを外した状態
両タイプ

1˝ (25.4mm)
DIA

1˝ (25.4mm)
DIA

部品番号128642

130893液体の適合性

油ベース

水ベース

液体の最小比重

0.75

0.98

油：-40°
C〜105°
C
水：~82℃

-40°
C〜99°
C

使用温度

B-11

1˝(25.4mm)

15/16˝(23.81mm)

L2
L1

タイプ1：リード線、610〜660mm（最短610 mm）

2. フロートタイプ

ブナN

黄（3）

L4

赤（1）

33.3 mm/33.5 mm

ブナNガスケット付き
ポリスルホン
ポリスルホン
大気圧（加圧環境下では推奨しない）

赤（2）30.5 mm/31.75 mm

グループ II黄（3）グループ I

5/16˝ DIA. REF.
(8 MM)

内径4.76mmチューブ対応（その他のオプション有）

チューブ取付口

4. 配線グループ黄（4）5/16˝ DIA. REF.
(8 MM)

注：
1. これ以外の配線も選択可能です。詳しくは弊社にお問い合わせください。
2. 負荷については弊社にお問い合わせください。

赤（2）

ブナN
ガスケット

5/16˝ DIA. REF.
(8 MM)

材質：軸、取付部、カラー

電気的接続部LO

5/16˝ DIA. REF.
(8 MM)

配線グループII：1〜2個スイッチ（SPST、N.O.、又はN.C.）：10/20/50/100 VA

黒（1）LEVEL SWITCHES – MULTI POINT

フランジ*

取付部開口部の直径

サイフォン用
ニップル

電気的接続部青（4）サイフォン用
ニップル

配線グループI：1〜4個

茶（5）

タイプ1

フランジが動くので取り付け時 同じタイプのタンクでの継続使に軸とフロートの位置を調節で 用を前提とした設計です。
ブナN
きます。必要に応じて設定点に のガスケットで安全に固定され固定できます。ています。

基本的に、スイッチ動作の必要な箇所ごとに一つフロートが必要です。設定可能な動作レベルの数は選択した配線グループのタイプによって変わります。詳しくは以下を参照してください。

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです

FLOAT TYPE
6. 寸法：動作レベル
タイプ 1タイプ 2

動作レベル*-- (Typ)

動作レベル*-- (Typ)

L4
L4A

A
L3L3B
LO

L2LO

C

L1C
L1D

D

* 動作レベルの距離とL（軸全長）は取付部のプラグ、又はフランOジ内側面から計測。LOの基準点については1ページの取付部のタイプを参照してください。
** 軸全長 (LO) = L1 + 寸法D。最大軸全長については取付部のタイプを参照してください。

スイッチの動作レベルは次の指針に沿って決まります。
A = いちばん高い位置の動作レベルまでの最短距離。
B = 動作レベル間の最短距離。
C = フロート1個で2箇所設定された動作レベル間の最短距離（注：フロート1個で動作レベル2個を設定するには、低い方のレベルがドライ時にN.C.、高い方がドライ時にN.O.の場合のみ）。

LEVEL SWITCHES – MULTI POINT

L2

B

D = 軸端からいちばん低い位置の動作レベルまでの最短距離。
寸法
フロート・タイプ

A
取付部：
タイプ1

取付部：
タイプ2

BC

ブナN

19 mm, 最小19 mm

45 mm

ポリスルホン

13 mm, 最小13 mm

45 mm

3 mm
最小D
24 mm
30 mm

注：
1. 動作レベルの校正は、特に指定のない限り、比重1.0の水で、水位を上昇させながら実施。
2. 動作レベルの許容誤差は±3 mmです。

フォーティブICGジャパン株式会社

商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081

B-12

Gems Sensors & Controls はフォーティブグループのブランドです プロダクト・チェックリスト□見積依頼06-6386-5022

お名前 __________________________________________
御社名 __________________________________________□注文番号

お問合せ下さい！

__________________________
必要数量__________________

必要な情報をこのフォームに記入して下さい。

郵便番号 ________________________________________
住所 ____________________________________________
電話番号 ( _____ ) ________________________________
ファックス ( _____ ) ________________________________

LS-350シリーズ - 給排水用
チューブ一体型レベルスイッチ
使用環境条件Gems Sensorsのセンサが正確、正常な動作をするために下記の情報が必要になります。OEM採用の場合は以下のオプション以外にもカスタマイズを承ります。別途、弊社にお問合せ下さい。
1. 使用液体：___________________________________________
2. 使用圧：最小 _______________MPa 最大 _____________MPa
3. 温度：最低 __________________ ℃ 最高 ______________ ℃
4. 比重：最低 ____________________

最大 ________________

1. 取付部のタイプ:

5. 粘度： ____________________ SSU
6. タンク材質：___________________________________________
タンク深さ：___________________________________________
7. ユニット設置位置： □タンク上□タンク底

6. スイッチ動作レベル:A.

□タイプ1（標準）
□タイプ2

動作レベル

2.フロートのタイプ:

動作レベルまでの距離*
単位ミリ

N.O.

□ブナN – 部品番号128462□固形フォーム・ポリプロピレン – 部品番号130893（標準）3. 電力定格:

SPST接点の動作**（印を付ける）
N.C.

L4
L3

□010 - SPST, 10 VA□020 - SPST, 20 VA□050 - SPST, 50 VA□100 - SPST, 100 VAL2
L1***
* 取付部のプラグ、又はフランジ内側面からの距離を測定。
２ページ目の取付部のタイプを参照してください。
** スイッチの位置は液体のない（タンクが空）時が「通常」。
*** L1は、取付部が「上」の時はいちばん低い位置の動作レベルまでの距離、取付部が「下」の時はいちばん高い位置の動作レベルまでの距離。

4. 配線グループ:□グループⅠ - 共通コモン線□グループⅡ - 独立コモン線

B. 軸全長 _________________ □インチ □ミリ

5.電気的接続:□タイプⅠ - リード線 610〜660mm(最短610mm)□タイプⅡ - ケーブル出し 610〜660mm(最短610mm)

7. チューブ用取付口□4.76mm標準□その他_____________________________________________
このフォームにない設定や特殊なご要望については弊社にお問い合わせください。

B-13

フォーティブICGジャパン株式会社商品情報 https://www.fortive-icg.jp/

お問合せ 0120‐083‐081