シース熱電対■シース熱電対の種類と特徴●シース熱電対とは

熱 電 対『金属シースと熱電対素線の間に粉末状の無機絶縁物を充填封入し、一体となった構造に加工された熱電対。熱電対素線と耐食性の高いステンレス管との隙間に熱伝導率の高いMgO絶縁粉末を封入することにより、見かけは普通のステンレ

シ ース熱電対ス針金のようですが、次のような多くの利点が生まれました。
◦熱応答性に優れ、わずかの温度変化にも追随できる。
◦機械的強度が大きく、振動、衝撃に強い。耐圧性もある。
◦極細外径の制作が可能。

測温抵抗体◦長尺物の制作が可能。
◦曲げ加工が容易に出来る為、細部の測定が可能。

シース測温抵抗体（表1）
シース熱電対の種類

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサー
センサー

ダブル
エレメント

シングルエレメント

断 面 図

NISSOKU記号S

トリプル
エレメント

DT

接地形
JIS記号 G

非接地（絶縁）形
JIS記号 U

露出形GUO

応答は早いが、危険な場所や雑音電圧のある場所は不可。

経時変化が少なく、雑音電圧、危険場所でも安全です。

応答は最も早いが、腐食雰囲気では経時変化は激しい。

※シース熱電対のダブルエレメントはシース外径1.6㎜以上からです。
※シース熱電対のトリプルエレメントはシース外径3.2㎜以上からです。

保 護 管（表2）
シース熱電対の測温接点種類
測温接点種類

端子筺・接続部品

断 面 図

固定用標準部品NISSOKU記号

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

特徴

※ニッソクセンサーでは特にお客様からの指定がなければ非接地型を標準としています。

シース熱電対型式表示例

取付・
参考技術資料取扱い上の注意（11SK48S6①／U②／S③）

番号

表示内容

参照P・表①

シース種類

Ｐ12②

測温接点種類Ｐ11表2③対数Ｐ11表1表3（表3）
シース熱電対の材質と常用限度SK熱電対（クロメル-アルメル）の常用限度

金属シース
常用限度
NISSOKU記号
材 質
外径（mm） （℃）
SN05S60.5
600
SN10S61.0
650
SN16S6（SN15S6）
1.6（1.5）
650
SN23S6（SN20S6） SUS316
2.3（2.0）650
SN32S6（SN30S6）（SUS316L） 3.2（3.0）
750
SN48S6（SN45S6）
4.8（4.5）
800
SN64S6（SN60S6）
6.4（6.0）800
SN80S68.0
900SN05S0S
0.5
600
SN10S0S
1.0
650
SN16S0S（SN15S0S）
1.6（1.5）
650
SN23S0S（SN20S0S）
2.3（2.0）
650
SUS310S
SN32S0S（SN30S0S）
3.2（3.0）750
SN48S0S（SN45S0S）
4.8（4.5）
900
SN64S0S（SN60S0S）
6.4（6.0） 1000
SN80S0S
8.0
1050
SN05IN
0.5
600
SN10IN
1.0
650
SN16IN（SN15IN）
1.6（1.5）650
SN23IN（SN20IN）
2.3（2.0）
650
インコネル
SN32IN（SN30IN）
3.2（3.0）750
SN48IN（SN45IN）
4.8（4.5）900
SN64IN（SN60IN）
6.4（6.0） 1000
SN80IN
8.0
1050
SN05ＮＢ
0.5
750
SN10ＮＢ
1.0
900
SN16ＮＢ(SN15ＮＢ)
1.6（1.5） 1000
SN23ＮＢ(SN20ＮＢ)
2.3（2.0） 1000
ナイクロベル
SN32ＮＢ(SN30ＮＢ)
3.2（3.0） 1100
SN48ＮＢ(SN45ＮＢ)
4.8（4.5） 1100
SN64ＮＢ(SN60ＮＢ)
6.4（6.0） 1150
SN80ＮＢ8.01200

金属シース
常用限度質
外径（mm） （℃）
SK05S60.5
600
SK10S61.0650
SK16S6（SK15S6）
1.6（1.5）650
SK23S6（SK20S6） SUS316
2.3（2.0）650
SK32S6（SK30S6）（SUS316L） 3.2（3.0）
750
SK48S6（SK45S6）
4.8（4.5）
800
SK64S6（SK60S6）
6.4（6.0）800
SK80S68.0
900
SK10S0S
1.0650SK16S0S（SK15S0S）
1.6（1.5）650
SK23S0S（SK20S0S）
2.3（2.0）650
SK32S0S（SK30S0S） SUS310S 3.2（3.0）
750
SK48S0S（SK45S0S）
4.8（4.5）900
SK64S0S（SK60S0S）
6.4（6.0） 1000
SK80S0S
8.01050
SK05IN
0.5
600
SK10IN
1.0
650
SK16IN（SK15IN）
1.6（1.5）650
SK23IN（SK20IN）
2.3（2.0）650
インコネル
SK32IN（SK30IN）
3.2（3.0）750
SK48IN（SK45IN）
4.8（4.5）900
SK64IN（SK60IN）
6.4（6.0） 1000
SK80IN
8.01050
SK05NB
0.5
750
SK10NB
1.0
900
SK16NB（SK15NB）
1.6（1.5） 1000
SK23NB（SK20NB）
2.3（2.0） 1100
ナイクロベル
SK32NB（SK30NB）
3.2（3.0） 1100
SK48NB（SK45NB）
4.8（4.5） 1100
SK64NB（SK60NB）
6.4（6.0） 1150
SK80NB8.01200
SK48HX（SK45HX）
4.8（4.5）900
SK64HX（SK60HX） ハステロイX 6.4（6.0） 1000
SK80HX
8.01050

保 護 管
端子筺・接続部品

SJ熱電対（鉄-コンスタンタン）の常用限度
金属シース
常用限度
NISSOKU記号
材 質
外径（mm） （℃）
400
450
450
450
650
750
750
750

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

SJ05S60.5
SJ10S61.0
SJ16S6（SJ15S6）
1.6（1.5）
SJ23S6（SJ20S6）
2.3（2.0）
SUS316SJ32S6（SJ30S6） （SUS316L） 3.2（3.0）
SJ48S6（SJ45S6）
4.8（4.5）
SJ64S6（SJ60S6）
6.4（6.0）
SJ80S68.0

固定用標準部品

ST熱電対（銅-コンスタンタン）の常用限度
金属シース
常用限度
NISSOKU記号
材 質外径（mm） （℃）
ST05S60.5
ST10S61.0
ST16S6（ST15S6）
1.6（1.5）
ST23S6（ST20S6） SUS316
2.3（2.0）
ST32S6（ST30S6） （SUS316L） 3.2（3.0）
ST48S6（ST45S6）
4.8（4.5）
ST64S6（ST60S6）
6.4（6.0）
ST80S68.0

取付・参考技術資料
取扱い上の注意※常用限度とは、空気中において連続使用できる温度の限度をいう。

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサー
センサー

SR熱電対（Pt・Rh13％-Pt）の常用限度
金属シース
常用限度
NISSOKU記号
材 質
外径（mm） （℃）
SR16IN
1.6800
インコネル
SR32IN
3.21000

シース
測温抵抗体

600
650650650750
800
800
800600650650650750
900
900
900

測温抵抗体

SE05S60.5
SE10S61.0
SE16S6（SE15S6）
1.6（1.5）
SE23S6（SE20S6） SUS316
2.3（2.0）
SE32S6（SE30S6） （SUS316L） 3.2（3.0）
SE48S6（SE45S6）
4.8（4.5）
SE64S6（SE60S6）
6.4（6.0）
SE80S68.0
SE05IN
0.5
SE10IN
1.0
SE16IN（SE15IN）
1.6（1.5）
SE23IN（SE20IN）
2.3（2.0）
インコネル
SE32IN（SE30IN）
3.2（3.0）
SE48IN（SE45IN）
4.8（4.5）
SE64IN（SE60IN）
6.4（6.0）
SE80IN
8.0

材

シ ース熱電対

SE熱電対（クロメル-コンスタンタン）の常用限度
金属シース
常用限度
NISSOKU記号
材 質
外径（mm） （℃）

NISSOKU記号

熱 電 対

SN熱電対（ナイクロシル-ナイシル）の常用限度300
30030030035035035035012■シース熱電対標準型式
熱 電 対

ST 04

シ ース熱電対

φDST 01

測温抵抗体

LL

シース
測温抵抗体

一般的な仕様です。コンプレッションフィッティング等で取付ます。

端子筐支管を太くし、強度をもたせた仕様です。
摺動フランジ等で取付ます。

ST01 型表示例

ST04 型表示例

ST01 （耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①−

SK48S6／U②L800③−L／SS⑧④−）（⑩）

ST04 （①−⑪φDSTNC 04L

保 護 管
端子筺・接続部品

固定取付ネジ型式です。
結線を確実・安易にするためコネクターにより着脱する仕様です。
STNC04 型表示例

STNC04 （①SK64IN／U②③／S④）−S4⑤（⑩）− L800 ／650 D27 − S4／NR1/2 − NJC20A −固定用標準部品Lℓ

φD

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

番号

表示内容

①シース熱電対型式②シース種類⑥⑨参照P・表Ｐ12

表3③測温接点種類

Ｐ11

表2④対数Ｐ11

表1取付・
参考技術資料取扱い上の注意⑤支管とする金属保護管材質⑥ネジ種類⑦⑧⑨コネクター種類

Ｐ45

表1Ｐ52

表4〜6フランジ種類

Ｐ52

表7〜9端子筐種類

Ｐ49・50
Ｐ51

表1

表1〜3⑩

保護管表面処理Ｐ46⑪オプション部品Ｐ54・55※保護管表面処理の必要が無い場合、⑩は無記入です。
※オプション部品の必要が無い場合、⑪は無記入です。
※L、φD等、mm単位でご記入下さい。
※上記以外、特殊仕様も製作しております。お申し付け下さい。

13⑪表2SK32IN／U

L700／600②L③ℓ／S）−

D22−④φDS4⑤S⑧−（⑪⑩）

熱 電 対STN 02

STF 02

シ ース熱電対

L

測温抵抗体

L

固定取付フランジ型式です。端子筐支管を無くし、取付スペースの狭い箇所や機械内部等で使用する仕様です。

STN02 型表示例

STF02 型表示例

STN02 （−／U②L500／S③）（④− S4／NR1/2 −LS⑥⑧⑩）−

STF02 （ SK64S6①−⑪L650L／D③）（④⑩− S4／JR10K25A −）S⑦−⑧⑪STF 04
φDφD

STN 04／U②

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①SK64INシース
測温抵抗体

固定取付ネジ型式です。端子筐支管を無くし、取付スペースの狭い箇所や機械内部等で使用する仕様です。

L保 護 管

L固定取付ネジ型式です。
端子筐支管を太く頑丈にし、取付ネジを配した仕様です。
STN04 型表示例

STN04 （①端子筺・接続部品固定取付フランジ型式です。
端子筐支管を太く頑丈にし、取付フランジを配した仕様です。
STF04 型表示例

SK48S6②／U③− L750 ／650④D22ℓ）−S4（⑤− S4／NR1/2 −φD⑥⑩S⑧）−

STF04 （ SK32S6①L／S③− L550 ／500⑪）−④S4⑤（⑩）

D22 − S4／JR10K25A − S −ℓφD⑦⑧⑪φDφDSTF 05

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査STN 05／U②2211L

固定取付フランジ型式です。強度の向上のため、端子筐支管を長くし、支管の途中に取付フランジを配した仕様です。

STN05 型表示例

STF05 型表示例

①SK16IN②／U③−

L750−S4／NR1/2

L⑥／S④／700 ／600

ℓ1ℓ2−S⑧−）−
D22φD⑪S4⑤（⑩）

STF05 （①−SK32IN／U②L900L／S③④／850 ／700

ℓ1ℓ2− S4／JR10K25A −⑦S⑧）−S4⑤（⑩取付・参考技術資料
取扱い上の注意L

固定取付ネジ型式です。強度の向上のため、端子筐支管を長くし、支管の途中に取付ネジを配した仕様です。
STN05 （固定用標準部品L／S）

D22φD−⑪14φD2φD1φD2STF 06
φD1

熱 電 対

STN 06

シ ース熱電対

2211

測温抵抗体

LL

シース
測温抵抗体

固定取付ネジ型式です。強度の向上のため固定取付ネジまでの支管をやや太く、長くし、端子筐下支管をさらに太く頑丈にした仕様です。

固定取付フランジ型式です。強度の向上のため固定取付フランジまでの支管をやや太く、長くし、端子筐下支管をさらに太く頑丈にした仕様です。

STN06 型表示例

STF06 型表示例

STN06 （①SK16IN②／U／S③④− L1000 ／900 ／600

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー

L−ℓ1S4／NR1/2ℓ2−⑥）−S⑧S4（⑤D12⑨）

STF06 （①／22−

φD1 φD2−

SK32S6／U②L800／750 ／500Lℓ1）−④ℓ2− S4／JR10K25A −⑩⑦S⑧S4⑤D15（⑨）／22φD1 φD2−⑩STFH 04
φDφDSTNH 04

3M

3212M

保 護 管

1

固定取付ネジ、多対型式です。主として温度分布測定のための仕様です。相当数の多対型式が製作できます。

固定取付フランジ、多対型式です。主として温度分布測定のための仕様です。相当数のシース多対型式が製作できます。

STNH04 型表示例

STFH04 型表示例

端子筺・接続部品

STNH04 （①SK16IN②／U／S③④）−

S4⑤− M100 ／10000 ／10000 ／5000

M

固定用標準部品−ℓ1S4／NR3/4⑥−ℓ2S⑧−

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査番号

表示内容①シース熱電対型式ℓ3（⑨）

STFH04 （①D22SK16IN②／U／S③④）−− M100 ／8000 ／7000 ／5000

M

φDℓ1ℓ2− S4／JR10K25A −⑩⑦参照P・表②シース種類

Ｐ12

表3③測温接点種類

Ｐ11

表2取付・
参考技術資料取扱い上の注意

④

対数

Ｐ11

表1⑤支管とする金属保護管材質

Ｐ45

表1⑥ネジ種類⑦⑧Ｐ52

表4〜6フランジ種類

Ｐ52

表7〜9端子筐種類

Ｐ49・50⑨保護管表面処理Ｐ46⑩

オプション部品

Ｐ54・55※保護管表面処理の必要が無い場合、⑨は無記入です。
※オプション部品の必要が無い場合、⑩は無記入です。
※L、φD等、mm単位でご記入下さい。
※上記以外、特殊仕様も製作しております。お申し付け下さい。

15／S③表1表2S⑧ℓ3−⑩S4⑤D22φD（⑨）

◦NN（付加仕様）

STN 08φD

熱 電 対

STNA 04

シ ース熱電対

φD

可動範囲10ｍｍL

グランドネジ型式です。ネジを締め付けた時の端子筐の向きが自在です。又、結線したまま取付け、取外しができます。サーモウエルに取付ける仕様です。

STNA04 型表示例

STN08 型表示例

STNA04 （②／U③− L450 ／300

L／Sℓ④D22）−

S4⑤（− S4／NR1/2 −φD⑥⑨）

S⑧−

STN08 （①／U②L／S③− L550 ／420

⑩STN 09

SK32S6ℓ④D10φD）−S4⑤（− S4／NR1/2 −⑥）⑨S−⑧⑩φDφDSTN 10MLSTN09 型表示例

STN10 型表示例②／U③− M200 ／330ℓ④D15）−S4⑤（− S4／NR1/2 −φD⑥⑨S⑧）−

STN10 （ SK32S6①／U③− L550 ／420

⑩Lℓ／S④）−S4⑤（⑨）D22 − S4／UR1/2 − S −φD⑥⑧⑩φDSTNA 08
可動範囲10ｍｍ

可動範囲10ｍｍ

ML
グランドネジ型式です。スプリングにより、感応部を測定物に圧接させます。ネジを締め付けた時の端子筐の向きが自在です。又、結線したまま取付け、取外しができます。サーモウエルに取付ける仕様です。

STNA09 型表示例

STNA08 型表示例

①SK64S6②／U③− M250 ／290

Mℓ／S④D17φD）−

S4⑤（− S4／NR1/2 −⑥⑨S⑧）−

STNA08 （ SK32S6①⑩②／U③− L350 ／250Lℓ／S④）−

S4⑤（⑨）

D15 − S4／NR1/2 − S −φD⑥⑧取付・
参考技術資料取扱い上の注意

ユニオンネジ型式です。スプリングにより、感応部を測定物に圧接させます。結線の際、端子筐の向きが自在です。サーモウエルに取付ける仕様です。
STNA09 （被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査STNA 09②

固定用標準部品

M／S

φD①SK64S6

端子筺・接続部品

グランドキャップネジ型式です。ネジを締め付けた時の端子筐の向きが自在です。又、結線したまま取付け、取外しができます。サーモウエルに取付ける仕様です。

保 護 管

ユニオンネジ型式です。結線の際、端子筐の向きが自在です。サーモウエルに取付ける仕様です。
STN09 （耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①SK48S6

シース
測温抵抗体

固定取付ネジ型式です。スプリングにより、感応部を測定物に圧接させます。サーモウエルに取付ける仕様です。

測温抵抗体

L

⑩16■ヘッドレスシース熱電対標準型式
熱 電 対

ST 51

ST 52
保護スプリング

シ ース熱電対

LLW

測温抵抗体
シース
測温抵抗体

シースに補償導線のついた一般的な型式です。
コンプレッションフィッティング等で取付ます。

シースエレメントのみの型式です。
ST51 型表示例

ST51 （耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①ST52 型表示例

SK48S6／U②／S③④）− （⑩） L800

L−⑪ST52 （

①−

ST 53

SK32IN②L700／U③−L／S④）（⑩）

KX／V05F ／W3000 − Y4 −⑦W⑧⑪STA 52
保護スプリング

フレキシブルチューブ

LWLW

保 護 管
端子筺・接続部品

補償導線をステンレスのフレキシブル管で保護した形式です。

バイヨネットキャップ及びスプリングにより圧接式にした型式です。

ST53 型表示例

STA52 型表示例

ST53 （①−SK16IN

②L550

固定用
標準部品

L／U／S

③−

④KX／V125R⑦）（⑩）

STA52 （ SK32S6①／W5000 − Y4 −W⑧

被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査番号

表示内容参照P・表①シース熱電対型式②シース種類③測温接点種類

Ｐ11表2④対数Ｐ11表1Ｐ12表3取付・
参考技術資料取扱い上の注意⑤ネジ種類

Ｐ52表4〜6⑥フランジ種類

Ｐ52表7〜9⑦補償導線種類⑧端子種類⑨コネクター種類Ｐ57・58
Ｐ50Ｐ51

表2表1〜3⑩

保護管表面処理Ｐ46⑪

オプション部品

Ｐ54・55※接続端子の必要が無い場合、⑧は無記入です。
※保護管表面処理の必要が無い場合、⑩は無記入です。
※オプション部品の必要が無い場合、⑪は無記入です。
※L、W等、mm単位でご記入下さい。
※上記以外、特殊仕様も製作しております。お申し付け下さい。

17⑪

表2②−

L500

L／U③−／S④）（⑩）

KX／V05F ／W3000 − Y4 −⑦W⑧⑪熱 電 対STC 51

STMC 51

シ ース熱電対

測温抵抗体

LL

シースと補償導線の接続部にメタルコネクターを使用し、接続を確実・安易に行う事が出来る型式です。

STC51 型表示例

STMC51 型表示例

STC51 （ SK48S6②−L750／S③④− KP／CF −L⑨）（⑩）

STMC51 （ SK32S6①②−⑪STN 52L550／U−L／S③④NCS16A⑨）（−⑩）

耐圧防爆型 サイロケーブル
用途別測温体温度センサーセンサー①／Uシース
測温抵抗体

シースと補償導線の接続部にコネクターを使用し、接続を確実・安易に行う事が出来る型式です。

⑪STF 52
保護スプリング

保護スプリング

WWL

固定取付ネジ型式です。

固定取付フランジ型式です。

STN52 型表示例

①STF52 型表示例

SK16IN②／U／S③④）（⑩）

STF52 （①SK32IN②／U③／S④）（− L1700 − S4／NR1/2− L1500 − S4／JR10K25A−−L⑤⑦L／W7000 − Y4 −W⑧⑪）⑥KX／V05F⑦／W7000 − Y4 −W⑧⑪

固定用標準部品KX／G05F⑩端子筺・接続部品

STN52 （保 護 管L被覆熱電対線・ 温度試験と接続導線
製品検査

STW 52
保護スプリングWL取付・参考技術資料取扱い上の注意

エレメント数が 2 ケ以上の場合に補償導線が 2 本以上に分かれている型式です。
計測機器と記録計が離れた場所にある現場等で使用します。
STW52 型表示例

STW52 （ SK48S6①②／U／D③④）（⑩）− L3000 − KX／V05F ／W5000 ／5000 − Y4 −L⑦W⑧⑪18