原子吸光分析装置
アクセサリー・消耗品カタログ

www.perkinelmer.co.jp

原子吸光分析装置
目次
ランプ
ルミナ(Lumina™)ホローカソードランプ
ホローカソードランプアダプター
ノンコーデッドホローカソードランプアダプター
消耗品
無電極放電管（高輝度ランプ)（EDL)-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3
7
8
9
10

バーナー関連部品
AAnalyst 100,200,300,400,700,800
2280,2380,3030(B),3100,3110,3300,4000, 5000, 5100 PC
1100(B), 2100, 4100-------------------------------------------------------------

12
14
16

ネブライザー
ネブライザー関連部品
ネブライザー関連部品
GemTip™ ネブライザー（AAnalyst 100,300,700,800用）
高感度ネブライザー
ステンレスボディネブライザー・部品-----------------------------------------------------------------------------------------------------

17
18
19
20
21

グラファイトファーネスチューブ 、消耗品
HGA グラファイトコンタクトシリンダー、チューブ、消耗品
HGA 冷却システム、石英窓
THGA グラファイトコンタクトシリンダー、チューブ、消耗品-------------------------------------------------------------

22
24
25

オートサンプラー 消耗品、アクセサリー
FIAS /フレーム用トレイとサンプル容器
サンプリングプローブ
希釈システム 消耗品-------------------------------------------------------------

27
29
31

ファーネスオートサンプラー 消耗品、アクセサリー
ファーネスオートサンプラー 消耗品（AS-40/60/70/71/72/800）---------------------

32

フローインジェクションサンプリングシステム
フローインジェクション分析システムと水銀分析システム
FIAS／FIMS用パーツ、消耗品
FIAS／FIMS用アダプター、コネクター
FIAS／FIMS用チューブ、消耗品
FIAS-100/400水銀分析用アマルガムアタッチメント用消耗品
FIASファーネス
フローインジェクション前濃縮キット、消耗品---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35
36
38
39
40
41
42

水銀／水素化物発生システムと消耗品
MHS, 石英セル, 消耗品---------------------

43

ラボラトリープロダクト
フィルター、レギュレーター、消耗品---------------------

44

標準液
原子吸光分析用標準液
添加飲料水、排水用標準液
試薬
単元素標準液-------------------------------------------------------------

47
48
49

一般ラボ用品
計測器---------------------

51

2

ランプ
ルミナ(Lumina™)ホローカソードランプ
コーデッドルミナホローカソードランプ
ルミナホローカソードランプには、アダプター付きとアダプターなしの2種類があります。
品番N30501XXとN30502XXはAanalyst シリーズ / PinAAcle シリーズ用のランプであり、アダプターは付属していません。
品番N30503XXとN30504XXはSIMAA6100/6000,5100(PC),4110ZL,3300,2100及び1100(B)用ランプであり,アダプターが付属しています。
ルミナホローカソードランプは、元素自動認識機能を有していない弊社初期モデルの原子吸光光度計でも、アダプターを用いることにより使用することが可能です。

ルミナランプ
品番
N3050103
N3050170
N3050105
N3050109
N3050110
N3050111
N3050108
N3050115
N3050114
N3050119
N3050118
N3050121
N3050122
N3050123
N3050124
N3050129
N3050128
N3050130
N3050133
N3050107
N3050135
N3050137
N3050138
N3050126
N3050141
N3050157
N3050142
N3050144
N3050145
N3050134
N3050146
N3050150
N3050152
N3050149
N3050158

元素名
元素記号
Al
アルミニウム*
Sb
アンチモン
As
ひ素
Ba
バリウム*
Be
ベリリウム*
Bi
ビスマス
B
ほう素*
Cd
カドミウム
Ca
カルシウム**
Cr
クロム
Co
コバルト
Cu
銅***
Dy
ジスプロシウム*Er
エルビウム*Eu
ユウロピウム*Gd
ガドリニウム*Ga
ガリウム
Ge
ゲルマニウム*ハフニウム*
HfAu
金
Ho
ホルミウム*
In
インジウム
lr
イリジウム
Fe
鉄
La
ランタン*
Pb
鉛
Li
リチウム
Mg
マグネシウム**
Mn
マンガン
Hg
水銀
Mo
モリブテン
Nd
ネオジム*
Ni
ニッケル
Nb
ニオブ*
Pd
パラジウム
*
フレーム法で測定する場合、亜酸化窒素-アセチレンフレームが必要です。
**
230nm以下の2次線で測定するにはCa-Mg-Znランプを選択してください。
***
230nm以下の2次線で測定するにはCa-Fe-Mn-Znランプを選択してください。

3

ルミナランプ
アダプター付き
品番
N3050303
N3050370
N3050305
N3050309
N3050371

N3050315
N3050314
N3050319
N3050321
N3050322
N3050323
N3050324
N3050329
N3050328
N3050330
N3050307
N3050335
N3050337
N3050338
N3050326
N3050341
N3050357
N3050342
N3050344
N3050345
N3050334
N3050346
N3050350
N3050352
N3050349
N3050358

ランプ
ルミナ(Lumina™)ホローカソードランプ

ルミナランプ
品番
N3050155
N3050162
N3050139
N3050161
N3050165
N3050166
N3050168
N3050174
N3050171
N3050172
N3050173
N3050102
N3050148
N3050176
N3050177
N3050180
N3050178
N3050183
N3050184
N3050175
N3050182
N3050187
N3050186
N3050189
N3050190
N3050191
N3050192

元素名
元素記号
P
りん*
Pt
白金
K
カリウム
Pr
プラセオジム*
Re
レニウム*
Rh
ロジウム
Ru
ルテニウム
Sm
サマリウム*
Sc
スカンジウム*
Se
セレン
Si
けい素*
Ag
銀
Na
ナトリウム
Sr
ストロンチウム
Ta
タンタル*
Te
テルル
Tb
テルビウム*
Tl
タリウム
Tm
ツリウム*
Sn
すず
Ti
チタン*
W
タングステン*V
バナジウム*Y
イットリウム*イッテルビウム*
Yb
Zn
亜鉛
Zr
ジルコニウム**
フレーム法で測定する場合、亜酸化窒素-アセチレンフレームが必要です。

4

ルミナランプ
アダプター付き
品番
N3050355
N3050362
N3050339
N3050361
N3050365
N3050366
N3050368
N3050374
N3050371
N3050372
N3050373
N3050302
N3050348
N3050376
N3050377
N3050380
N3050378
N3050383
N3050384
N3050375
N3050382
N3050387
N3050386
N3050389
N3050391
N3050392

ランプ
ルミナ(Lumina™)ホローカソードランプ
ルミナ多元素ホローカソードランプ

2元素ランプ3元素ランプ

4元素ランプ

元素名
Ag-Au
銀
金
Ca-Mg*
カルシウム
マグネシウム
Ca-Zn
カルシウム
亜鉛
K-Na
カリウム
ナトリウム
Pt-Ru
白金
ルテニウム
Sn-Te
すず
テルル
Al†-Ca-Mg*
アルミニウムカルシウム
マグネシウムCa-Mg-Zn
カルシウム
マグネシウム亜鉛
Cu-Fe-Ni
銅
鉄
ニッケル
Ag-Cr-Cu-Ni
銀
クロム
銅
ニッケル
Al-Cu-Fe-Ti†
アルミニウム
銅鉄
チタン
Cu-Fe-Mn-Zn
銅
鉄
マンガン
亜鉛

元素記号

ルミナランプ
品番
N3050201

N3050401

N3050202

N3050402

N3050203

N3050403

N3050204

N3050404

N3050205

N3050405

N3050206

N3050406

N3050207

N3050407

N3050208

N3050408

N3050209

N3050409

N3050210

N3050410

N3050211

N3050411

N3050212

N3050412

Ag
Au
Ca
Mg
Ca
Zn
K
Na
Pt
Ru
Sn
Te
Al
Ca
Mg
Ca
Mg
Zn
Cu
Fe
Ni
Ag
Cr
Cu
Ni
Al
Cu
Fe
Ti
Cu
Fe
Mn
Zn

5

ランプ
ルミナ(Lumina™)ホローカソードランプ
ルミナ多元素ホローカソードランプ

5元素ランプ6元素ランプ7元素ランプ

元素名
元素記号
Ag-Cr-Cu-Fe-Ni
Ag
銀
Cr
クロム
Cu
銅
Fe
鉄
Ni
ニッケル
Co-Cr-Cu-Mn-Ni
Co
コバルト
Cr
クロム
Cu
銅
Mn
マンガン
Ni
ニッケル
Co-Cu-Fe-Mn-Mo
Co
コバルト
Cu
銅
Fe
鉄
Mn
マンガン
Mo
モリブテン
Ag-Al†-Cr-Cu-Fe-Mg
Ag
銀
Al
アルミニウム
Cr
クロム
Cu
銅
Fe
鉄
Mg
マグネシウムCo-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni
Co
コバルト
Cr
クロム
Cu
銅
Fe
鉄
Mn
マンガン
Ni
ニッケル
Al*-Ca-Cu-Fe-Mg-Si†-Zn
Al
アルミニウム
Ca
カルシウム
Cu
銅
Fe
鉄
Mg
マグネシウム
Si
けい素
Zn
亜鉛

ルミナランプ
品番
N3050213

N3050413

N3050214

N3050414

N3050215

N3050415

N3050216

N3050416

N3050217

N3050417

N3050218

N3050418*230nm以下の2次線で測定するにはCa-Mg-Znもしくは、Ag-Al-Cr-Cu-Fe-MgもしくはAl-Ca-Cu-Fe-Mg-Si-Znランプを選択して下さい。
† フレーム法で測定する場合、亜酸化窒素-アセチレンフレームが必要です。

6

ランプ
ホローカソードランプアダプター
ルミナコーデッドアダプター
アダプター

SIMAA6100/6000,5100PC,4110ZL,4100,3300,2100,1100(B)でルミナホローカソードランプを使用し、自動元素認識するためのアダプターです。
元素記号
Ag
Al
As
Au
B
Ba
Be
Bi
Ca
Cd
Co
Cr
Cu

Fe
Gd
Ge
Hg
In
Ir
K
La
Li
Mg
Mn
Mo
Na
Nb
Ni
P
Pb
Pd
Pt

品番
N3050702
N3050703
N3050705
N3050707
N3050708
N3050709
N3050710
N3050711
N3050714
N3050715
N3050718
N3050719
N3050721
N3050723
N3050724
N3050726
N3050728
N3050729
N3050730
N3050734
N3050735
N3050737
N3050738
N3050739
N3050741
N3050742
N3050744
N3050745
N3050746
N3050748
N3050749
N3050750
N3050752
N3050755
N3050757
N3050758
N3050761
N3050762

元素記号
Re
Rh
Ru
Sb
Sc
Se
Si
Sn
Sr
Ta
Tb
Te
Ti
Tl
Tm
V
W
Y
Zn
Zr
Ag-Au
Ca-Mg
Ca-Zn
K-Na
Pt-Ru
Sn-Te
Al-Ca-Mg
Ca-Mag-Zn
Cu-Fe-Ni
Ag-Cr-Cu-Ni
Al-Cu-Fe-Ti
Cu-Fe-Mn-Zn
Ag-Cr-Cu-Fe-Ni
Co-Cr-Cu-Mn-Ni
Co-Cu-Fe-Mn-Mo
Ag-Al-Cr-Cu-Fe-Mg
Co-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni
Al-Ca-Cu-Fe-Mg-Si-Zn

ケーブル付きルミナランプ(SIMAA™ 6100/6000, 5100(PC), 4110ZL, 4100, 4100ZL, 3300, 2100, 1100(B))

7

品番N3050765
N3050766
N3050768
N3050770
N3050772
N3050773
N3050775
N3050776

N3050780
N3050782
N3050783
N3050784
N3050786
N3050787
N3050789
N3050791
N3050792
N3050801
N3050802
N3050804
N3050806
N3050807
N3050808
N3050809
N3050810
N3050811
N3050812
N3050813
N3050814
N3050815
N3050816
N3050817
N3050818

ランプ
ノンコーデッドホローカソードランプアダプター
ランププラグアダプター
品番N3050198

ルミナランププラグアダプター

N305xxxxシリーズ用ノンコーデッドランプ
変換アダプター

ノンコーデッドランプ用アダプター(AAnalyst用)

AAnalyst シリーズ用
03036xxxシリーズ変換コネクター

N3050197

ユニバーサルコーデッドランプ用アダプター

N06612xxシリーズ変換コネクター(AAnalystの元素自動認識機能は使用できません）

N3050196

8

ランプ
消耗品
バックグラウンド補正用光源
使用装置
AAnalyst 100/300, 3300, 3110, 3100
AAnalyst 200/400
AAnalyst 700/800
2280, 2380, 280, 380, 3030(B)*4100, 2100, 1100(B), 3030(B)**

光源タイプ
D2
D2
D2
D2
D2

品番
N0370119
B3150160
B0148615
00570194
B0148615

タングステン

C0550500*

10桁シリアルナンバー用
4桁シリアルナンバー用
4000,5000,5100,5100 (PC),
Zeeman/5000,Zeeman/5100 (PC)**

バックグラウンド補正源(AAnalyst 100/300 、models 3300,3110,3100用)
品番：N0370119

その他
SIMAA6100/6000ランプホルダー
バンドパスフィルター

K,Li,Rb,Csのカーブを線形化します。RbとCsの炎光分析に推奨します。650nmより長い波長のものだけを通過させます。
パーキンエルマー製原子吸光分析装置はフィルターホルダーが装備されており、簡単に使用できます。

9

品番B3000656
02901518

ランプ
無電極放電管（高輝度ランプ）（EDL）
無電極放電管（EDL) ランプとアダプター
System 2 EDL
品番N3050605
N3050611
N3050615
N3050620
N3050630
N3050634
N3050655
N3050657
N3050664
N3050670
N3050672
N3050675
N3050680
N3050683
N3050691

元素名
元素記号
As
ひ素
Bi
ビスマス
Cd
カドミウム
Cs
セシウム
Ge
ゲルマニウム*
Hg
水銀
P
りん*
Pb
鉛
Rb
ルビジウム
Sb
アンチモン
Se
セレン
Sn
すず
Te
テルル
Tl
タリウム
Zn
亜鉛
注）2008年4月以降、Aanalystシリーズ用のみ付属となっています。
*

フレーム法で測定する場合、亜酸化窒素-アセチレンフレームが必要です。

10

AAnalyst用
コーデッドアダプター
品番N3050860
N3050861
N3050862
N3050863
N3050864
N3050865
N3050866
N3050867
N3050868
N3050869
N3050870
N3050871
N3050872
N3050873
N3050874

ランプ
無電極放電管（高輝度ランプ)（EDL)EDL アクセサリー類
品番N3150302

ドライバー類・アダプターケーブル(AAnalyst
200/400用）

Aanalyst200に品番03030793及び03030997のEDLドラ
イバを取り付けるためのアダプターです。

ドライバー類ー(延長ケーブル）

品番03030997をロングケーブルにするための延長ケーブ
ルです
Aanalyst100/300以外の全ての装置に対応したEDLのモ
ジュールケーブルです。

03030998

AAnalyst100/300用（無電極放電管電源に含まれます）

N0410099

無電極放電管電源（2チャンネル）用モジュー
ルケーブル

03030791

EDL ドライバー類
EDLドライバー類

AAnalyst 200/400用
PinAAcle, AAnalyst 600/700/800/400/200, SIMAA
4110ZL用ショートケーブル
PinAAcle, 5100, 4100, AAnalyst 100/300,
PinAAcle用ロングケーブル (EDL SYSTEM 2 が必要)

EDLドライバー
品番： 03030997

11

品番N3150131
03030997
03030793

バーナー関連部品
AAnalyst 100/ 200/ 300/ 400/ 700/ 800

A1

A2

A3

A4

バーナーヘッド
A1
A2
A3
A4

高温バーナーヘッド
バーナーヘッド（10cm)
スリースロットバーナーヘッド
バーナーヘッド（5cm)
バーナーヘッドクリーニングツール

耐火性元素の測定（亜酸化窒素-アセチレン）に使用します。
空気-アセチレン フレーム用
空気-アセチレン フレーム用
空気-アセチレン フレーム用

品番
N0400100
N0400102
N0400103
N0400101
03031573

バーナー関連部品
BC
D
E
F

バーナーヘッドO-リング （Viton製）
スプレーチャンバー
クランプリング
フロースポイラー
エンドキャップ用O-リング

G1

エンドキャップアセンブリ(高感度ネブライザー用）

標準 （Viton製）
有機溶媒分析用 コルク製
有機溶媒分析用 KALREZ®製 *＊ 耐酸、耐有機溶媒
AAnalyst 100/200/300/400/700/800('99年秋以降出荷モデル用です。）

G2

エンドキャップアセンブリ（標準）

AAnalyst 100/200/300/400/700/800('99年秋以降出荷モデル用です。）

インパクトビート構成部

1
2
3
4
5
6
7

シールプラグインパクトビード Oリング（大）内径6mm, 1/4 in.
インパクトビード Oリング（小）内径3mm, 1/8 in.
インパクトビードインパクトリテーナ
スピリットロックウォッシャー
ヘッドスクリュー12

品番09902219
00570948
N040117100572561
09902147
00472014
09921044
N0370392
00570984
品番00572624
09902240
09902236
00572615
00572694
09911286
09910148

バーナー関連部品
AAnalyst 100/ 200/ 300/ 400/ 700/ 800
バーナーシステム関連部品
バーナーガスケットキット
以下を含みますエンドキャップ用O-リング 有機溶媒分析用 コルク製
エンドキャップ用O-リング (Viton製）
Viton製バーナーヘッドOリング
インパクトビード Oリング（小）内径3mm, 1/8 in.
インパクトビード Oリング（大）内径6mm, 1/4 in.
AAnalyst 700/800用マグネットホルダーアセンブリ
AAnalyst 100/200/300/400用マグネットホルダーアセンブリ

数量
一式

品番
00470988

5
3
1
3
3

00472014
09902147
09902219
09902236
09902240
N2010381
N1010215

ドレイン関連部品
ドレインチューブ（AAnalyst 100/200/300/400/700/800）
AAnalyst 700/800 ドレインアセンブリ（ドレインボトルは含まれていません）
AAnalyst 100/200/300/400 ドレインアセンブリ（ドレインボトルは含まれていません）
ドレインボトル (販売終了となった09904991の代替品09200486はサービスパーツのため、価格は要お問い合わせ)13

品番02507987
N2011074
N0400058
09200486

バーナー関連部品**

2280, 2380, 3030(B), 3100, 3110, 3300, 4000 , 5000 , 5100 PC

バーナーヘッド
バーナーヘッドクリーニングツール
バーナーヘッド(10cm)
高温バーナーヘッド
スリースロットバーナーヘッド

空気-アセチレンフレーム用 長さ10cm、幅0.065cm
耐火性元素の測定（亜酸化窒素アセチレンフレーム）に使用します。
感度の減少のために回転させることも可能です。
空気-アセチレンフレーム用。（高濃度溶液測定の際、詰まりにくい）
5100PC,4100,2100,1100(B)には使用不可。

品番03031573
00400266
00400277
00400289

バーナー関連部品
1
2
3
4
5
A
B
C

バーナーヘッドO-リング （Viton製）
エンドキャップ用O-リング (Viton製）
エンドキャップ用O-リング 有機溶媒分析用 コルク製
エンドキャップ用O-リング 有機溶媒分析用 KALREZ® 製
クランプリングステンレス製ロックリング
エンドキャップアセンブリ**（標準）フロースポイラー
スプレーチャンバー

インパクトビート

*

D
6
7
8
9
10
11

インパクトビード
シールプラグインパクトビード Oリング（大）内径6mm, 1/4 in.
インパクトビード Oリング（小）内径3mm, 1/8 in.
インパクトリテーナ
スピリットロックウォッシャー
ヘッドスクリュー

1980年 5月以降出荷モデル用
高感度ネブライザーを使用の際は別途エンドキャップ（ N0370392)が必要です。

**

14

品番
09902219
09902147
00472014
09921044
00572616
00572737
00570984
00572561
00570948
品番00572615
00572624
09902240
09902236
00572694
09911286
09910148

バーナー関連部品**

2280, 2380, 3030(B), 3100, 3110, 3300, 4000 , 5000 , 5100 PC
バーナー関連部品
数量一式

バーナーガスケットキット

バーナードレイン

以下を含みますエンドキャップ用O-リング 有機溶媒分析用 コルク製
5
エンドキャップ用O-リング (Viton製）
3
バーナーヘッドO-リング （Viton製）
1
インパクトビード Oリング（小）内径3mm, 1/8 in.
3
インパクトビード Oリング（大）内径6mm, 1/4 in.
32280,2380,3030(B),4000,5000,5100PC用のドレインループとインターロックのセットです。

品番00470988
00472014
09902147
09902219
09902236
0990224000470391

ケーブル・ピン 関連部品
品番00400276
00400275
03030130空気-アセチレンバーナーヘッド用
高温バーナーヘッド用
バーナー認識ケーブル*1980年5月以降出荷モデル用

15

バーナー関連部品
1100(B), 2100, and 4100
バーナーヘッドE

耐火性元素の測定(亜酸化窒素アセチレンフレーム)にも使用可能です。感度減少のために回転させることも可能です。

高温バーナーヘッド

品番B0162669
03031573

バーナーヘッドクリーニングツール

バーナー関連部品
9
10
11
B
C
G
H
I
J

数量
一式

品番
09902219
B0158690
B0158598
B0160697
00572561
B0153250
B0158616
B0151573
B0157117
B0162671
品番B0155546

1
1
5
2
1
一式

09902219
B0158690
B0158598
B0151697
B0129926
B0173404

3
1
1
1
1
1
1

B0174378
B0174379
B0174380
B0181842
B0190001
B0190672
B0102949

バーナーヘッドO-リング （Viton製）
エンドキャップO-リング（水溶液用）
コルク製エンドキャップO-リング
バーナー押さえフロースポイラー
スプレーチャンバー
セラミック製インパクトビード
エンドキャップアセンブリ
インサート
カラー

バーナーガスケットキット 標
準用
以下を含みますバーナーガスケットキット
有機溶媒用バーナーヘッドO-リング （Viton製）
エンドキャップO-リング（水溶液用）
コルク製エンドキャップO-リング
プラグOリング（水溶液用）
エンドキャップとドレイン容器間のOリング
4100,2100,1100(B)用のOリング、ガスケットのキットです。
以下を含みます
プラグOリング
Oリングとドレイン
エンドキャップガスケット
Oリングとビートホルダー
ネブライザーベンチュリ上Oリング
Oリング ,高感度ネブライザー
ドレインチューブ (2m)16

ネブライザー
ネブライザー, 関連部品
プラスチックボディネブライザー
AAnalyst 100/300/700/800、3100/3110/3300/5000/5100 PC
及び初期モデルAanalyst
200/400用
GemTip ネブライザー（P19 参照）
GemTipアセンブリ***
高感度GemTipアセンブリ***
高感度Pt/Ir製ネブライザー****（P20 参照）
ネブライザーアセンブリ ***D ネブライザーエンドキャップ
ネブライザースペーサー
F
ネブライザーボディ
C インパクトビード
EロッキングリングA
キャピラリーアセンブリ

1100(B)、
2100/4100

品番N0370394
N0370393

品番N3150188

品番B0505480
B0501026

品番B0501029
B0501026

B0506666
B0505086
B0501025
B0501022

B0506668
B0505086
B0501025
B0501022

品番B0505590
B0501026
B0506666
B0505588
B0505086
B0501025

品番B0505589
B0501026
B0506668
B0505588
B0505086
B0501025

品番03030404
03030402
00570957
N9300065
03031920

品番
N311011003030402
00570957
N9300066
03031920

品番03030299
03030433
N9300065
03033124

品番
N3110111
03030433
N9300066
N3111158

品番03030352
03030354
N9300065
03031810

品番
N311010903030354
N9300066
B0166503

B3150531
B0505086

高感度タンタル製ネブライザー****（P20 参照）
ネブライザーアセンブリ ***D ネブライザーエンドキャップ
F
ネブライザーボディA
キャピラリーアセンブリ
C インパクトビード
Eロッキングリングステンレスボディネブライザー
耐酸ネブライザー*

A

B

ネブライザーアセンブリ
キャピラリーアセンブリ
AS-51,50用キャピラリーアセンブリ
O-リングキット
ベンチュリー

白金製ネブライザー*

AB

ネブライザーアセンブリ
キャピラリーアセンブリ **O-リングキット
ベンチュリーステンレス製ネブライザー*（P21 参照）
ネブライザーアセンブリA
キャピラリーアセンブリ
O-リングキットB
ベンチュリー*ステンレスボディ**識別用"P"のエッチングあり***エンドキャップ（N0370392）が必要****赤色調整リング付不活性プラスチックボディ

17

ネブライザー
ネブライザー関連部品
アクセサリー
キャピラリーチューブ（10ｆｔ）

長さ10ｆｔ、内径0.58mmのポリエチレンチューブ、ステンレス製
ネブライザー、白金製ネブライザー、GemTipネブライザーに使用。
耐酸ネブライザーには使用不可で、キャピラリーチューブは
キャピラリアセンブリに含まれます。

品番09908265

ネブライザーキャピラリーチューブ

高感度ネブライザー用（テフロン製, 内径 1.0mm, 35cm）

B3150458

ネブライザークリーニングワイ
ヤ(5本入)

銅合金製のクリーニングの際、ネブライザーのオリフィスや内部構造を傷つけないように平滑加工を施しています。クリーニングの際は必ずこのワイヤーをご使用ください。

03030135

ネブライザーグリース

液漏れ防止のために少量のApiezon®-Lgrease
をOリングシールに塗ります。ネブライザーアセンブリに、付属されてきます。キャピラリなど別々に購入した場合は、別途購入して下さい。

03030405

18

ネブライザー
ネブライザー
GemTip™ ネブライザー（AAnalyst 100/300/700/800 *用）
品番
N0370394
N0370393
品番09908265
N0371492
N0371505
09985708
N0371520
N0371522
09926083
B0505086
09902015
B0174378
N0370398
N0370399
N0371493
09902473
N0371485
N1010215

GemTipアセンブリ **高感度GemTipアセンブリ **

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*

キャピラリーチューブ（10ｆｔ）
調整ナット
グランドナット
テフロンチューブ
キャピラリーホールディング ***キャピラリーホールディング ****
Oリング
インパクトビード *****Oリング
Oリング ******
ボディアセンブリ ***ボディアセンブリ ****
ロッキングナットスプリング
コネクターナット
マグネットホルダーアセンブリ

1999年秋以前出荷分 **バーナーエンドキャップが必要(N0370392) ***標準GemTipネブライザー用
高感度GemTipネブライザー用 *****高感度GemTipネブライザーにのみ付属 ******耐有機溶媒****

GemTip ネブライザー

19

ネブライザー
ネブライザー
高感度ネブライザー*
AAnalyst 100/300/700/800, 1100(B), 2100, 3100, 3110, 4100, 5100 PC用
品番B0505480
B0505590
品番B0174378
B0165332
B0190672

高感度Pt/Ir製ネブライザーアセンブリ
タンタルキャピラリー高感度ネブライザーアセンブリ
21 Oリング
22 スプリング23 Oリング
A/ C/ D/ E/ F
P 17 参照*バーナーエンドキャップが必要です。 (N0370392)

Pt / Ir キャピラリー高感度ネブライザー
AAnalyst 200/400/700 */800 * 用
品番N3150188
品番B0505086
B3150531

Pt / Irキャピラリー高感度ネブライザーアセンブリ
C インパクトビード
1
ネブライザースペーサー* バーナー エンドキャップ (N0370392)が必要です。

高感度ネブライザー

Pt / Ir 高感度ネブライザー

20

ネブライザー
ネブライザーステンレスボディネブライザー・部品
AAnalyst 100/300/700/800*, 5100 PC, 5000, 3300, 3110, 3100用
品番03030352
09902005
03031812
03030353
03031808
09902239
03031460
03031456
03031802
09902102
03031806

ステンレス製ネブライザーアセンブリ
1
Oリング
2
インサート
3
ネブライザーボディー
4フロントエンドキャップ
5
Oリング
6
調整ナット
7
ロッキングリング
8
ワッシャー
9
Oリング
10 スプリングA/ B
P 17 参照*

1999年秋出荷モデル以降
AAnalyst 200/400で使用する場合は、エンドキャップアセンブリ(00570984)が必要です。

**

4100, 2100, and 1100(B)用
品番
N3110109
B0045095
B0057336
B0152456
B0166507
B0166502
B0148651
B0166505
B0057408
B0166506
B0057409
B0057334
B0057761
B0057410

ステンレス製ネブライザーアセンブリ
11 Oリング
12 インサート
13 ネブライザーボディ
14
15
16

フロントエンドキャップ
Oリング
調整ナット

17

ロッキングリング

18
19
20
A/

ワッシャー
Oリング
スプリング
B
P 17 参照

ステンレス製ネブライザー21

グラファイトファーネスチューブ 、消耗品
HGA グラファイトコンタクトシリンダー、チューブ、消耗品

コンタクトシリンダー
HGA®グラファイトファーネス用コンタクトシリンダーは、正確に接触するように設計されており、分析への影響を最小限に抑えます。また、グラファイト
チューブを覆うように設計されているので、均一に加熱され、チューブの長寿命を確保します。

ゼーマンファーネス用コンタクトシリンダー
HGA900/800/700/600/300用コンタクトシリン
ダー
HGA-500/400用コンタクトシリンダー
コンタクトシリンダー取り外しツール

グラファイトチューブアラインメントツール

LH及びRHコンタクト含む
LH及びRHコンタクト、シールドリング含む
LH及びRHコンタクト、シールドリング含む
HGA-300/400/500/600/700/800用
HGA-600用
AAnalyst 700,HGA-850/900用
ゼーマンファーネス以外
ゼーマンファーネス用

1セット
5セット
1セット
5セット
5セット

品番
B0116823
B0180361
B0128495
B3130086
B0180363
B0098258
B0127431
B3121301
B0080112
B0120242

L'vov プラットフォーム
L’vovプラットフォームは、パイロコートされた硬い小さな板状のもので、グラファイトチューブ内に挿入します。 真ん中がくぼみがあり、50μL注入できます。
L’vovプラットフォームの機能は、サンプルとチューブの壁を離し、間接的に熱することで再現性あるデータが得られます。プラットフォームは、チューブからの放射熱で加熱されます。チューブの温度が安定すると、蒸発し、原子化が起こります。

品番B3001256
B0109324

20本入
50本入

22

グラファイトファーネスチューブ 、消耗品
HGA グラファイトコンタクトシリンダー、チューブ、消耗品
L'vovグラファイトチューブ
品番B0080259

HGA ファーネスミラー

L'vovグラファイトチューブ（パイロコート）
プラットフォームを装着するための溝があります。

5本入
20本入
50本入

B0137111
B3001254
B0109322

パイロコートグラファイトチューブ（プラットフォーム付）
プラットフォーム付のグラファイトチューブは、1つの黒鉛から機械により作られ、すべてパイロコート
処理されています。湾曲状に作られたプラットフォームには、50μL注入できます。

パイロコートグラファイトチューブ（プラットフォーム付）

グラファイトチューブ（パイロコート）*

*

5本入
20本入
100本入
5本入
10本入
20本入
50本入

品番
B3001262
B3001264
N3110149
B0105197
B0135653
B3000342
B0091504

50本入

品番B0070699

L 'vov プラットフォームは併用できません。

グラファイトチューブ *（パイロコートなし）
グラファイトファーネス (パイロコートなし）

23グラファイトファーネスチューブ 、消耗品
HGA 冷却システム、石英窓
自動冷却水循環システム
電圧
230 V,50/60 Hz

品番B3001123
品番B3141064

機種
AAnalyst 700, HGA-850/900用
機種
5X00用
3030用
HGA-300/400/500
HGA-600/700
HGA-800/850

位置
左・右側
位置（サイズ小）
右側
右側
左・右側
右側
左側

品番
B0080850
品番

機種
5X00用
3030用
HGA-600/700
HGA-800/850

位置（サイズ大）
左側
左側
左側
右側

HGA 循環冷却システム for HGA-800/850/900
グリセロール(85%)、1L

石英窓

B0066549
品番B0115576

HGA用石英窓
1
2
3
4
5

品番
B0047209
B0071145
B0066549
B0115576
B0104342

O-リング
ガスケット *
石英窓 （サイズ小）石英窓 （サイズ大）ガスケット **
HGA-800にはB0147153を使用**
HGA-600及び1990年5月以降のHGA700にはB0196825を使用*

24

グラファイトファーネスチューブ 、消耗品
THGA グラファイトコンタクトシリンダー、チューブ、消耗品

コンタクトシリンダー
このグラファイトコンタクトシリンダーは、正確に接触するよう設計されており、分析への影響を最小限に抑えます。注入口は蒸気が凝結しないようになっており、難しいマトリックス試料においても分析パフォーマンスが向上します。
品番B0504035
B0504036
B3002103
B3002102
B0500748
B3120405

THGAコンタクトシリンダー(Standard)

1組入
5組入
THGAコンタクトシリンダー(MODIFIED)
1組入5組入
O-リング（コンタクトリング用）
アクセサリー、部品
コンタクトシリンダー取り外しツール

グラファイトチューブ
PerkinElmer独自の技術で、光軸に対して垂直方向に加熱するプラットフォームを統合させたグラファイトチューブです。
温度分布が均一になるので、メモリー効果の低減、効率的な原子化を提供します。
品番
B3000641
B0504033
N3110147

THGAグラファイトチューブ（プラットフォーム入り)

5本入
20本入
100本入

THGAグラファイトチューブ（エンドキャップ付）*

5本入
20本入

B3000653
B3000655* VやBaのような耐火性元素には推奨しません。

半導体用高純度THGAグラファイトチューブ（プラットフォーム入り） 5本入
20本入

B3140361
B314036225グラファイトファーネスチューブ 、消耗品
THGA グラファイトコンタクトシリンダー、チューブ、消耗品

スペアパーツ、消耗品
THGAファーネス用冷却循環システム
石英窓（THGA用）
O-リング（ファーネス窓用）
自動ヒューム抽出システムリンスボトル
自動ヒューム抽出システムグラファイトチップ
THGA ファーネスミラー

230 V,50/60 Hz.

1本入

THGA グラファイトチューブペンチ

品番B0198072
B0198005
B0501236
B0508836
B0506722

0990792526

オートサンプラー 消耗品、アクセサリー
FIAS／フレーム用トレイ、サンプル容器

オートサンプラー
品番N2020005

S10 オートサンプラー

サンプルトレイ
AS-93plus/S10

AS-90/90A/90plus

トレイ数
トレイF-'9/29
トレイE,H＆トレイG-21
トレイH&トレイF-60

容量50 mL/15 mL
50 mL
15 mL, 16 mL

AS-93plus/S10用サンプルトレイはポリプロピレン製
トレイA-144
4.5 mL, 6 mL, 8 mL
15 mL, 16 mL
トレイB-98 *トレイC-3650mL

品番
B3001647
B3140621
B3140618
B3140617
B3000133
B3000132
B3000135*

AS-91

ポリプロピレン製
トレイE-218
4.5 mL, 6 mL, 8 mL
トレイF-152
15 mL, 16 mL
トレイG-55
50 mL
トレイA,C,E,F,Gは耐腐食アルミ製

B0509554
B0509555
B0508520

リンスキットAS-90/AS-91

リンス容器（B3000156)、アダプター、チューブを含みます。
1996年以前のサンプル容器には、合わない場合があります。

AS-93plus/S10
スペアパーツリンスボトル
アダプタータイプ M
ポンプチューブ 紫/白 ID2.79mm（6本入)ポンプチューブ 赤/赤 ID1.14mm（6本入)タイゴンチューブ（2m）PVCドレインチューブ
コネクター ( 4.5 - 4.5 mm o.d. )品番B3000166
B3140236
品番B3140622
B0507919
B3140721
B3140730
B0018283
B0048139
B3140715

27

オートサンプラー 消耗品、アクセサリー
FIAS ／フレームトレイ、サンプルカップ

サンプルカップ （AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10）
サンプルカップ（ポリプロピレン製）

入数
1000個
500個
1000個
500個
1000個
500個
1000個

容量
8 mL
15 mL（キャップ付）
16 mL
50 mL（キャップ付）
4.5 mL
5 mL

8mLサンプルカップ用キャップ28

品番B0508901
B0193233
N9301205
B0193234
N9301204
B0193235
B0508902

オートサンプラー 消耗品、アクセサリー
サンプリングプローブ

サンプリングプローブセット (AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10用）
ステンレス製耐腐食有機溶媒用

フレーム分析用サンプリングプローブ 内径0.6mm
ステンレスサンプルプローブ＋スクリューフィッティング(B3000152) 及びフレー
ムキャピラリーチューブ類(B3000157)

品番
B3000159（B0196963
より変更)

FIAS分析用サンプリングプローブ 内径0.6mm
ステンレスサンプルプローブ＋スクリューフィッティング(B3000152) 及びFIAS
キャピラリーチューブ類(B3000158)

B3000160（B0196966
より変更)

FIAS分析用サンプリングプローブ 内径1.0mm
ステンレスサンプルプローブ＋スクリューフィッティング(B3000152) 及びFIAS
キャピラリーチューブ類(B0191060)

B3000161（B0501044
より変更)

フレーム分析用サンプリングプローブ 内径0.6mm(NMPを除く)耐酸、耐有機溶媒用プローブ。FEPチューブ含むサンプルプローブ＋スクリューフィッティング(B3000055)及びキャピラリーチューブ類(B3000157) ※AS-90シリーズには使用できません

B3001770

FIAS分析用サンプリングプローブ 内径0.6mm(NMPを除く)耐酸、耐有機溶媒用プローブ。FEPチューブ含むサンプルプローブ＋スクリューフィッティング(B3000055)及びFIASキャピラリーチューブ類(B3000158) ※AS-90シリーズには使用できません

B3001771

FIAS分析用サンプリングプローブ 内径1.0mm(NMPを除く)耐酸、耐有機溶媒用プローブ。FEPチューブ含むサンプルプローブ＋スクリューフィッティング(B3001769)及びFIASキャピラリーチューブ類(B0191060) ※AS-90シリーズには使用できません

B3001772

注）フレーム分析用プローブ内径1.0mm（B0501043)の代替品はございません。

29

オートサンプラー 消耗品、アクセサリー
サンプリングプローブ
サンプリングプローブ （AS-90/90A/90plus/91/93plus/S10用）
品番
スクリューフィッティング付
サンプリングプローブ

ステンレス製サンプリング
プローブ
キャピラリーチューブ

オイル分析用プローブ（NMPを除く）耐酸、有機溶媒用プローブ。下記のキャピラリーチューブが別途必要です。
耐腐食有機溶媒用サンプリングプローブ(0.6㎜ i.d.樹脂製)
耐腐食有機溶媒用サンプリングプローブ(1.0㎜ i.d.樹脂製)
スクリューフィッティングは付属しますが、キャピラリーチューブは付属しません。

B3000055
B3001769
B3000152

オートサンプラーの操作方法によって、3種類の中から選択します。
1m (内径0.6mm スクリューフィッティング赤1）
1m (内径0.6mm スクリューフィッティング赤2）
1m (内径1.0mm スクリューフィッティング青2）
AS-90plus 及び AS93plus用のオートサンプラープローブで、オイル分析時に使用します。

B3000157
B3000158
B0191060
N0771529

サンプリングプローブ消耗品
クリーニングワイヤー

品番B0505962

S-10, AS-90/91/90plus/93plus用

30

オートサンプラー 消耗品とアクセサリー
希釈システム 消耗品
AutoPrep 50
希釈用パーツナット、フェラル

チューブ

品番
ポンプアセンブリ, 5mL（ポンプヘッド、ピストンを含む）
B3141052
サンプルホールドコイル, 5mL
B3140123
バルブ 1(V1, 3-ポート赤)B3002072
バルブ 2 (V2, 3ポート 黄)
B3002094
バルブ 3 (V3, 3-ポート黒)B3002076
バルブ 4(V4, 3-ポート黒)B3002091
T-ユニオン (T1, 黒)B3002097
バルブ、T-ユニオン用ネジ
B3140211
B3140210
サンプリングコイル用ネジ
AS90/91用サンプリングプローブ
B3140244
AS 90/91から AutoPrep 50 Valve 3へ接続します。
2.4mmチューブ(B0017998)用フロントフェラル
B3001333
2.4mmチューブ(B0017998)用バックフェラル
B3001334
2.4mmチューブ(B0017998)用ナット
B3001335
1.6mmチューブ(B0029792) 用フロントフェラル
09920123
1.6mm チューブ(B0029792)用バックフェラル
09920124
1.6mm チューブ(B0029792)用ナット
B00803331
B3140226
希釈液、廃液チューブ( V1 もしくは V4へ接続)
内径 1.7mm,外径 2.4mm ,長さ 1.2m
2希釈液供給チューブ (V2へ接続),
B3140227
内径 1.0mm , 外径1.6mm, 長さ 0.7m
3PTFE チューブ
B0509652(connects the T-union with the ネブライザー) 内径 0.56mm, 外径1.67mm
4PTFEチューブ 内径1.0mm
B0029792
連結バルブ用5
PTFEチューブ(内径1.75ｍｍ)
B0017998
サンプルポンプと V1を接続
B3000019
チューブカッター31

ファーネスオートサンプラー 消耗品、アクセサリー
ファーネスオートサンプラー 消耗品

カップ用ピンセット

オートサンプラー サンプルカップ （ AS-40/60/70/71/72/800用）

ファーネスオートサンプラ
ー カップ

カップ用ピンセット

容量7mL****
3.5mL**
2.5mL**
2mL*

入数
100
100
1000
1000

材質
ポリプロピレンポリスチレン
ポリプロピレン
ポリエチレン

テフロン
2mL*
ポリプロピレン1.2mL****
AS-40/60/70/71/72/800用 ***AS-71/72/800用**
AS-60/70/71/72/800用 ****AS-800用
1.2mLサンプルカップ用

30
2000

品番
B3001567
B0129303
B3001566
B0087056
B0119079
B0087600
B0510397

B0510398

オートサンプラー サンプルカップ （AS-40/60/70/71/72用）
容量
サンプルカップ

ブランク溶液、試薬、化学修飾剤用 25mL

30mL
30mL

グローバ-型サンプルカップ

材質
ポリプロピレン製（有機溶媒用）
ポリスチレン製（非有機溶媒用）
ポリプロピレン製

品番
B0101164
B0102332
B0132799

オートサンプラートレイ
AS-60,AS-70用
AS-71,AS-72用

AS-800用

品番
B0510417
B0510417

サンプルトレイ* （40容器）
サンプルトレイ* （40容器）
2または3.5mLサンプルカップ用（容器数35）
サンプルトレイ* (80容器）
1.2mLサンプルカップ用（容器数75）
サンプルトレイカバー*
各サンプルトレイには30mLクローバー型サンプルカップを5つセットできます。
サンプルトレイ（88容器、ポリプロピレン製）
2mL,2.5mL,3.5mLサンプルカップ用（容器数80）です。7mLのサンプルカップは8つセットできます。

B0510404
B3001330
B3001507

サンプルトレイ（148容器、ポリプロピレン製）
1.2mLサンプルカップ用（容器数132）です。2.5mLもしくは3.5mLサンプルカップ
は8つセットできます。

B3001506

AS-800 トレイカバー

B3001505

その他
アーム部品

品番
B3002046
B3001465

ノズルアーム
アームホルダー

B0510417

32

ファーネスオートサンプラー 消耗品、アクセサリー
ファーネスオートサンプラー 消耗品

ポンプバルブ （AS-40/60/70/71/72/800用）

リンスポンプバルブ

有機溶媒用

リンスポンプバルブ（Inlet）
フェラル及びコネクターを含みます。
リンスポンプバルブ（Outlet）
フェラル及びコネクターを含みます。
リンスポンプバルブ（Inlet）
リンスポンプバルブ（Outlet）

品番
B3002007
B3002006
B0105973
B0105974

フェラルキット （AS-40/60/70/71/72/800用）
リンスチューブフェラル
サンプルチューブフェラル
キット (内径 1.6mm)
チューブのみサイズ
内径 2.45mm
フロントフェラル
バックフェラル
内径 2.45mm
サンプリングキャピラリーチューブ（B0129258）に使用します。

品番
B3001333
B3001334
B0086142

フロントフェラル 5個 リアフェラル 5個
PTFEチューブ 内径1.0mm
PTFEチューブ 内径1.75ｍｍ
m単位で注文してください

B0029792
B0017998

33

ファーネスオートサンプラー 消耗品、アクセサリー
ファーネスオートサンプラー 消耗品

サンプリングキャピラリー （ AS-60/70/71/72/800用）
品番
B0129258

サンプリングキャピラリー

リンス液ボトル （AS-60/70/71/72/800用）
品番
B0104281
B3001455
B0104987

リンス液ボトル (2L)
リンス液ボトル (FEP, 1L)
廃液ボトル (2L)34

フローインジェクションサンプリングシステム
フローインジェクション分析システムと水銀分析システム
フローインジェクション分析システム (FIAS™)
PerkinElmerは、フローインジェクション技術を原子吸光分析にはじめて応用しました。AA、ICP、ICPMSにフローインジェクションを使用することで、分析時間、コスト、マンパワーを減らし、効率的に分析することが可能です。

フローインジェクション水銀分析システム (FIMS™)FIMS図面フローインジェクション水銀分析システム（FIMS）は水銀の微量分析のための、小さくて使いやすい原子吸光装置です。フローインジェクションの技術において、完全に自動化されており、迅速で低コストを実現しています。FIMSは、検出下限 0.001μg/L以下の高感度分析が可能です。

35

フローインジェクションサンプリングシステム
FIAS／FIMS用パーツ、消耗品
消耗品
石英セル（窓付）
石英窓
石英セル（窓なし）
ユニバーサル石英ホルダー(FI-MHS用）
ヒーティングチャンバーまたは空気-アセチレンフレームマウント用です。
(FI-MHS用）(FI-MHS用）
5100, 3030, 2380, 3300, 3110, 3100, AAnalystシリーズ兼用

品番
B0507486
B0066549
B0507487
B3000350

注意：Hgや水素化物発生法のために、NaBH4やSnCl2を還元剤としてFIASシステムに使用するときは、混合器、気液分離器、石英セルが必要です。チューブとコネクタは、各還元剤を使用するために必要です。

ヒーティングチャンバー
品番B0102953
N0401183
B3001600
B3120390
N3160289
N3160292
N3160160
N3160163

ヒーティングチャンバー（AAnalyst 200/400用）
ヒーティングチャンバーアダプター（AAnalyst 200/400用）
ヒーティングチャンバー（AAnalyst 600, SIMAA用）
ヒーティングチャンバー（AAnalyst 700/800用）
ヒーティングチャンバー(PinAAcle 500, 900F/900H/900T用)
ヒーティングチャンバー(PinAAcle 900Z用)
フレーム用ヒーティングチャンバーアダプター(PinAAcle 500,900F/900H/900T用)
ファーネス用ヒーティングチャンバーアダプター(PinAAcle 900Z用)

FIMS用パーツ、消耗品
参照 P40 フィッティング、チューブ、フローインジェクション消耗品リスト
石英セルボディ（FIMS用)
石英窓
FIMS用水銀ランプ
水銀ランプ取り外しツール
シリコンチューブ 内径5mm ｘ 長さ1m
シリコンチューブ
Hg スクラバーキット
Hg 除去フィルター

FIMSセル用
FIMSセル排気用
水銀蒸気を除去するキット石英セルの出口にセットする

品番
B0510370
B0066549
B0510487
B3000243
B0018283
B0046948
B3000277
B3000274

気液分離器パーツ、消耗品
品番
B0507959

気液分離器

ブロックタイプの気液分離器は、化学的に耐性のあるプラスチックから作られています。セパレーターのPTFE膜は、強く発泡するサンプルを使用した時でも液体が石英セルやICPのトーチを漏らしません。(For ICP-MS use B0193772)

反応ユニット

ブロックタイプの反応部で、１つのブロックに３つのコネクタがあり、2つがインレット、1つがアウトレットです。化学的に耐性のあるプラスチック製です。いくつかのブロッ
クを簡単に組み合わせることができ、分析精度を上げることが可能です。

B0507962

気液分離/反応ユニット

気液分離/反応ユニット（反応ユニット2、気液分離1、チューブアダプターK,M
各1、PTFEフィルター5、PTFEチューブ110mm、300mm各1本を含む）

B0507957

反応ユニット
気液分離ユニットホルダー
ガラス製気液分離ユニット
PTFEフィルター
プラグコネクター

ガラス製気液分離ユニットとともに使用
ガラスセパレーター用

B0187258
B0509479
B0193772
B0508306
B0507960

石英セル(FI-MHS用）

気液分離ユニットで使用、50枚入り
反応部や気液分離ユニットの接続に使用

FIMS用水銀ランプ

気液分離器

36

フローインジェクションサンプリングシステム
FIAS／FIMS用パーツ、消耗品
ポンプマガジン
ペリスタルティックポンプ用マガジン

内径1.5～2.6mm用

品番B0507792

ペリスタルティックポンプ用マガジン

内径1～2mm用

B0507791
B3000251

ポンプローラーアセンブリ

スペアパーツ気液分離/反応キット

FIASアクセサリーキット

フランジレス フェラル
Naflon®シングルチューブドライヤー

FIASシステムで別の還元剤を利用する際に使用。
[キット構成品]
気液分離/反応ユニット
PTFEチューブ(長さ700mm） フランジ(1)PTFEチューブ(長さ110mm） フランジ(2)タイゴン製送液ポンプチューブ 赤/赤 12本入
(還元剤送液用)
チューブアダプターA
PTFEチューブ 300mmx2本FIASシステムでよく使用するアダプターやポンプチューブ、コネク
ター、サンプルループ、PTFEチューブをセットしたキット(1/16インチチューブ用）Blue Tefzel®
ガス状サンプルから水分を選択的に除去する。
（別途、フローコントローラーが必要）

品番B0508594
B0507957
B0191059
B0191058
B0193160
B0193342
B0198097
B3000240

09903799
N9306016

B3000001
B3121302

チューブフランジツール
リードケーブル（AAnalyst 200/400用）

サンプルバルブ
Fl 5ポート スイッチングバルブ*

オンライン濃縮用。全てのFIASシステムに付属

品番B0507914
B0509590
B0198111

バルブ取り外しシール
バルブ分解ツール
一方向バルブ* Flバルブの修理や交換はサービスまでご連絡ください。

37

フローインジェクションサンプリングシステム
FIAS／FIMS用アダプター, コネクター
チューブアダプター
種類
K / L

M
N

品番
1/4in. (6.4mm)
オスネジ
K = 外径1.8mmニップル
L = 外径2.8mmニップル
1/4in. (6.4mm) オスネジ4mm外径ニップル
1/4in. (6.4mm) オスネジ
外径0.7mm Pt/Irキャピラリー用
スクリュー栓1.4in (6.4mm)

B0507918
B0507920
B0507919
B0507949
B0507921

チューブアダプター
種類
A / B

C
E
F
G

品番
1/4in. (6.4mm)
メスネジ
A = 外径1.8mmニップル
B = 外径3.3mmニップル
1/4in. (6.4mm) メスネジ
外径4mmニップル
1/4in. (6.4mm) メスネジ
石英セル用
1/4in. (6.4mm) メスネジ
外径0.7mm Pt/Irキャピラリー用
1/4in. (6.4mm) メスネジ
ニップルx2
濃縮アセンブリ

B0193342
B0506716
B0196850
B0196857
B0193873
B0501580

チューブコネクター
種類
IA
IB
II
IIIA
IIIB

スクリューコネクターツール

品番B0199233

ニップルコネクター
チューブ内径1.7～3.2mm用
ニップルコネクター
チューブ内径2.4～3.2mm用
メスネジコネクター
内径1/4in. (6.4mm)
Tコネクター
チューブ内径1.5～2.5ｍｍ用
Tコネクター
チューブ内径3.5～4.5ｍｍ用

B0196882
B0196704
B0199035
B0198201

スクリューコネクターを回すための便利なツール

38

B0501315フローインジェクションサンプリングシステム
FIAS／FIMS用 チューブ、消耗品

PTFE チューブ
Part No. B0198097

ペリスタルティックポンプ チューブ
タイゴン製送液ポンプチューブ

有機溶媒用送液ポンプチ
ューブ
PVC廃液用チューブ
シリコンチューブ

内径(mm)
0.76
1.14
1.52
2.06
3.18
0.84

カラーコード黒/黒赤/赤黄/青 （サンプル、キャリア送液用）
紫/紫
黒/白 （廃液用）
白/白

内径3mm x 肉厚1mm
内径5mm ｘ 長さ1m

入数
12本
12本
12本
12本
12本
12本

品番
B0506058
B0193160
B0193161
B0199034
B0508310
B0507692

単位m
1本

B0048139
B0018283

PTFE チューブ, スクリューコネクタ, O-リング
PTFEチューブ

チューブフランジツール
PTFEチューブスクリュー
コネクタ

O-リング
PTFE チューブ(メートル単位で販売)

内径(mm)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.75
1.75
0.35

色（コネクタ）
青
青
青
青
黒
黒
白

長さ
700ｍｍ
110mm
300mm
1000mm
250mm
450mm
60mm

PTFEチューブを作るために、スクリューコネクタ、Oリングを使用します。
色対応チューブPTFEチューブ（内径0.5mm)
赤PTFEチューブ（内径1.0mm)
青PTFEチューブ（内径1.75mm)
黒注意：これらのコネクタは全て同じサイズです。カラーコードはチューブの内径を示
すユニバーサルシステムです。

品番B0191059
B0191058
B0198097
B0191060
B0198099
B0198100
B0501594
品番B3000001
品番B0502923
B0181354
B0502925
B0502921

対応チューブチューブ（内径0.35-1.0mm）
チューブ（内径1.75mm)
内径0.35mm
内径0.5mm
内径0.7mm
内径1.0mm
内径1.75mm

品番
B0507708
B0045472
B0506060
B0507020
B0507021
B0029792
B0017998

200μL
500μL
1000μL
3Dリアクター

品番B0194048
B0194049
B0501000
B0501595

サンプルループ
サンプルループ

PTFEチューブ

内径0.35mm

フランジ（2)39

フローインジェクションサンプリングシステム
FIAS- 100/ 400 水銀分析用アマルガムアタッチメント用消耗品
アマルガムシステム、消耗品
品番
B0191090

フローインジェクションア
マルガムシステム
1
2
3
4
III
5
6
7
8
9

品番
B0193793
B0507777
B0507779
B0198104
B0505326
B0198201
B0501000
B0198099
B0198100
B0018283
B0070126
B0502706
B0198111

石英管（金/プラチナガーゼ入）
グラスファイバーフィルターホルダー
グラスファイバーフィルター（20枚）
乾燥管
洗浄ボトル
チューブコネクタータイプIIIB （Tコネクター）
サンプルループ 1000μL
PTFEチューブ（250mm） 内径1.75mm
PTFEチューブ（450mm） 内径1.75mm
シリコンチューブ 内径5mm ｘ 長さ1m
シリコンチューブ 内径3mm ｘ 長さ1m
エアーフィルター
一方向バルブ40

フローインジェクションサンプリングシステム
FIAS™ファーネス
FIAS-ファーネス カップリングキット、 消耗品
4110 ZL、 AAnalyst 400(with HGA-900)、 AAnalyst600/700/800、
SIMAA™6100/6000グラファイトファーネスシステムに適応できます。
FIASファーネスカップリングキット サンプルチューブ、石英ピペットチップ、イリジウム標準液(50mLボトル）、FIAS-ファーネスユーザーガイドがこのキットに含まれています。

品番B3140255

B0509612

FIAS-ファーネスサンプル導入チューブ*
1本入
石英製ピペットチップ*
1m
シリコンチューブ*（1000ppm, 50mL）
イリジウム標準液＊
FIAS-ファーネスキット(B3140255)に含まれます。

B0510032
B0029796
B3140391

41

フローインジェクションサンプリングシステム
フローインジェクション前濃縮キット、消耗品
フローインジェクションサンプリングバルブ
2

品番B0507914
B0509095
B0500695
B0500695

Fl 5ポート スイッチングバルブ
Fl 8ポート スイッチングバルブ
バルブ取り外しツール
スクリュー栓（5ポートバルブ）

送液ポンプチューブ
ぺリスタルティックポンプチューブで、特に記載がない場合は厚みが 0.84mmです。
内径（mm）
カラーコード7
タイゴン製送液ポンプチューブ
1.52mm黄/青 （サンプル送液用）
8
タイゴン製送液ポンプチューブ
0.76mm黒/黒 （キレート剤送液用）
90.84mm白/白 （ケロシン、キシレン用）
有機溶媒用送液ポンプチューブ

入数
12本
12本
12本

品番
B0193161
B0506058
B0507692

吸着カラム
1

C18 吸着カラム （キレート濃縮用カラム）固定化したシリカをパックしたPTFE カラム
C18 材料 (10個入り)

品番B0504047

PTFEチューブ類
記載されているPTFE
チューブのカッコ内の数値は、スクリューフィッティングの数を表します。

3
4
5
6

PTFEチューブ
PTFEチューブ
PTFEチューブ
PTFEチューブ

長さ700mm
長さ110mm
長さ60mm
3Dリアクター

内径(1mm)
内径(1mm)
内径(0.35mm)
内径0.35mm

フランジ（1）フランジ（2）フランジ（2）フランジ（2）

品番
B0191059
B0191058
B0501594
B0501595

チューブアダプター、コネクター類
A
C
G

II

チューブアダプターA
細い(1～2mm)ポンプチューブとPTFEチューブ（スクリューフィッティング付）を接続
チューブアダプターC
3mm廃液チューブを接続
チューブアダプターG
ポンプチューブ2本とPTFEチューブ（スクリューフィッティング付）を接続
チューブコネクタータイプII
2本のPTFE（スクリューフィッティング付）を接続

42

品番
B0193342
B0196850
B0501580

B0196704水銀／水素化物発生システムと消耗品
MHS, 石英セル, 消耗品
水銀／水素化物発生システム
MHS-15水銀/水素化物発生システムは、水銀や水素化物を形成する元素を高感度に分析するためのアクセサリーです。
MHS-15 検出下限

元素
As
Se
Bi
Sb
Te
Hg
*

検出下限*
(ng)
(in 10 mL )
1.0
1.0
2.0
5.0
2.0
1.0

検出下限*
(μg/L)(in 50 mL)
0.02
0.02
0.05
0.10
0.05
0.02

MHSを使用する場合、EDL を推奨します。

MHS-15水銀/水素化物発生システム

水銀と水素化物を形成する元素を、高感度に測定するためのシステムです。サンプルフラスコ、試薬ボトル、石英セル、セルホルダーが付属されます。還元剤溶液に、NaBH4またはSnCl2のど
ちらかをセットします。電源は必要ありません。

品番B3140760

石英セル
MHS-10 ,MHS-15用石英セル

グラファイトクーリングリングとシリコンゴムを備えています。

MHS-20用石英セル

窓有り
窓無し

MHS-20石英セル用石英窓
ユニバーサル石英セルホルダー

バーナーシステム用のMHS-10またはMHS-15石英セルマウントです。

品番B0094415
B0097693
B0097694
B0098452
B3000350

消耗品
MHS-10/15/20用

逆流防止フィルター
石英セル用グラファイトクーリングリング*
還元剤注入ピペット（ピペットチップ)
還元剤容器 (キャップ有り)
還元剤容器 (キャップ無し)
サンプルフラスコ**
石英セル用シリコンスリーブ
トランスファーホース

*MHS-10 と MHS-15のみに適用
反応容器とカバーの材質は、ポリプロピレンです。

**

MHS-10/15用石英セル
品番：B0094415

MHS-20用石英セル
品番：B0097693

43

品番
B0098640
B0094413
B0094138
B0087354
B0094032
B0094321
B0098453
B0094140

ラボラトリープロダクト
フィルター, レギュレーター, 消耗品
フィルター
品番N0580531

Blston®エアフィルター(A-82)

エアーラインから、水、オイル、ホコリ（0.6μmまで）を取り除くように設計されています。オイルコンプレッサー、オイルフリーコンプレッサーから供給される空気は、ホコリと湿気を取り除かれたものを使用することを推奨します。

Blston®エアフィルター用
交換フィルター

アルゴン及び窒素用

N0582251

エアドライヤーフィルター及びレギュレーターバーナーをコントロールするため、きれいな空気を常に供給します。
コンプレッサーからの空気に含まれる水、オイル、エアロゾル、固体分子を取り除きます。圧力レギュレーターで圧力を減少させ、空気の湿度を低下させて結露を防ぎます。プレフィルターを通過したエアロゾルなど
は、ファイナルフィルターで取り除きます。オイルが存在している場合、ファイナルフィルターで集められ、容器に回収されます。シャットオフ弁は自動ドレインプレフィルター、圧力減少レギュレーター、ファイナルフィルタ
ー、ファイナルフィルターインジケーターから構成されます。

N0775325

交換フィルター

Balstonアセチレンフィルター(Type95A)

最大圧力：約1034KPa
交換エレメント（1991年春～1999年1月出荷モデル用）
プレフィルター
プレフィルター用
ファイナルフィルター用プラスチックボール（ガード無）ファイナルフィルター
交換エレメント（1991年春出荷モデル以前）
ファイナルフィルター用プラスチックボール（ガード無）Viton O-リング（ファイナルフィルター用）
Balston Grade BQ
フィルターカートリッジを含みます。アセチレン中の汚染物質を取り除く為に使用。最大操作圧力、約103KPa。

N9301714

交換用アセチレンフィルター
カートリッジParker Balston 73-099
ガス浄化装置

品番09923464
N9302199
品番09907120
N9302199
N9302197
N9301399

空気/アセチレンフィルターアセンブリ

N9301398

原子吸光で使用する圧縮空気とアセチレンガスを浄化するシステムで、壁掛け式です。二つの濾過システムからなり、一つは圧縮空気、もう一つはアセチレン用です。ユニットは、アセチレンガスラインと圧縮空気ライン上で逆流を防止します。
BalstonGradeDXフィルターとBalstonGradeBXフィルターの二つで構成されており、これらのフィルターでガスに含まれるオイル、水、微粒子（0.01ミクロン）を取り除きます。

空気/アセチレンフィルター消耗品

1枚目エアフィルター
エアフィルターカートリッジ
Viton®製O-リング
2枚目エアフィルター
エアフィルターカートリッジ
Viton®製O-リング
アセチレンフィルター
アセチレンフィルターカートリッジ
Viton®製O-リング44

品番N9301710
N9301712
品番N9301711
N9301712
品番N9301714
N9301715

ラボラトリープロダクト
フィルター, レギュレーター, 消耗品
逆流防止器
Matheson逆流防止器

アセチレンガスはとても不安定なため、バーナーヘッドで炎の逆流を起こす事があります。逆流防止装置は、逆流した炎が、レギュレーターやガスボンベに至ることを防ぎます。アセチレン
最大操作圧力は約103Kpaです。

品番N9300068

ホース
ホース類

アセチレンガス、空気、
亜酸化窒素ガス用のホース

アセチレン用ホース（赤）長さ 3.7m
（コネクター（09903032））
空気用ホース（黒）長さ 3.7m
（コネクター（09903898））
亜酸化窒素用ホース（青）長さ 3.7m
（コネクター（09920223））

品番00570559
00570567
00470258

フィルター
自動ヒューム抽出システムフィ
ルターカートリッジ

50組入

品番B0509065

エアフィルター

AAnalyst 100/300用フィルター
AAnalyst 200/400/600/700/800用フィルター
AAnalyst 600/700/800 (80x80)用フィルター
1枚入

09995097
B0501696
B0502706
B0502706

4100 ZL/4110 ZL（側面、背面用）1枚入

B0501252

SIMAA
6100/6000用背面エアフィルター
冷却ファン用フィルターパッド

アセチレン用ホース(赤)長さ3.7m
品番： 00570559

空気用ホース(黒)長さ3.7m
品番：00570567

45

ラボラトリープロダクト
フィルター, レギュレーター, 消耗品
レギュレーター
アセチレンガス用レギュレーター

品番03030106

空気用レギュレーター

03030264

アルゴン／窒素ガス用レギュレーター

03030284

亜酸化窒素ガス用レギュレーター

0303020446

標準液
原子吸光分析用標準液
添加飲料水、排水用標準液
混合標準液 I

Matrix/Vol.
2%HNO3 /100 mL

混合標準液 II

2%HNO3 /100 mL

ファーネス分析用混合標準液

5%HNO3
微量 HF/100 mL

含有元素濃度
20 μg/mL
アルミニウム5 μg/mLアンチモン
5 μg/mL
ベリリウム
10 μg/mL
コバルト
10 μg/mL
銅
20 μg/mL
鉄
10 μg/mL
マンガン
10 μg/mL
ニッケル
5 μg/mL
タリウム
20 μg/mL
バナジウム
10 μg/mL
亜鉛
500 μg/mL
カルシウム
100 μg/mL
マグネシウム100 μg/mL
カリウム
500 μg/mL
ナトリウム
100 μg/mL
アルミニウム100 μg/mL
アンチモン
100 μg/mL
ひ素
50 μg/mLバリウム
5 μg/mL
ベリリウム
5 μg/mL
カドミウム
20 μg/mL
クロム
50 μg/mL
コバルト
50 μg/mL
銅
20 μg/mL
鉄100 μg/mL
鉛
20 μg/mL
マンガン
50 μg/mL
ニッケル
100 μg/mL
セレン
10 μg/mL
銀100 μg/mL
タリウム

47

元素記号
Al
Sb
Be
Co
Cu
Fe
Mn
Ni
Ta
V
Zn
Ca
Mg
K
Na
Al
Sb
As
Ba
Be
Cd
Cr
Co
Cu
Fe
Pb
Mn
Ni
Se
Ag
Ta

品番
N9300214

N9300215

N9300244標準液
原子吸光分析用標準液
試薬
消泡剤
Triton X-100
グリセロール(85%)

グラファイトファーネス分析用 化学修飾剤

ダウコーニング社製 DB110A, 500mL
100mL
1L
修飾剤
含有元素濃度Mg(NO3)2
1% Mg (硝酸塩として）Pd
1% Pd(硝酸塩として)
NH4H2PO4
10% NH4H2PO4

48

容量100 mL
50 mL
100 mL

品番
B0507226
N9300260
B3141064
品番B0190634
B0190635
N9303445

標準液
原子吸光分析用標準液

単元素標準液単元素標準液の濃度は、1000μg/mLです。
元素
元素記号 マトリックス
2%HNO3Al
アルミニウム
2%HNO3Sb
アンチモン
2%HNO3As
ひ素
2%HNO3Ba
バリウム
2%HNO3
Be
ベリリウム
10%HNO3
Bi
ビスマス
H2 O
B
ほう素
2%HNO3
Cd
カドミウム
2%HNO3Ca
カルシウム
2%HNO3Ce
セリウム
2%HNO3Cs
セシウム
2%HNO3Cr
クロム
2%HNO3Co
コバルト
2%HNO3Cu
銅
2%HNO3Dy
ジスプロシウム
2%HNO3Erエルビウム
2%HNO3Eu
ユウロピウム
2%HNO3Gd
ガドリウム
2%HNO3
Ga
ガリウム
H2 O
Ge
ゲルマニウムAu
10%HCl
金
Hf
2%HCl
ハフニウム
2%HNO3Ho
ホルミウム
2%HNO3In
インジウム
Ir
10%HClイリジウム
2%HNO3Fe鉄
2%HNO3La
ランタン
2%HNO3Pb
鉛
2%HNO3Li
リチウム
2%HNO3Lu
ルテニウム
2%HNO3Mg
マグネシウム
2%HNO3
Mn
マンガン
10%HNO3Hg
水銀 **濃度10 μg/mLは品番 N9300253です。

成分物質
Al(NO3)3 •9H2O
Sb2O3
H3AsO4•1⁄2 H20
BaCO3
Be4O(C2H3O2)6Bi(NH4)2B4O7•4H2O
Cd
CaCO3
Ce(NO3)3 •6H2O
CsNO3
Cr(NO3)3 •9H2O
CoCO3
Cu
Dy2O3
Er2O3
Eu2O3
Gd2O3
Ga
(NH4)2Ge(C2O4)3•XH2O
Au
HfOCl2 •8H2O
Ho2O3
In
IrCl3 •3H2O
Fe
La2O3
Pb
Li2CO3
Lu2O3
Mg
Mn(C2H3O2)3 •2H2O
Hg

49

500mL
品番
N9300100
N9300101
N9300102
N9300103
N9300104
N9300105
N9300106
N9300107
N9300108
N9300110
N9300111
N9300112
N9300113
N9300114
N9300115
N9300116
N9300117
N9300118
N9300119
N9300120
N9300121
N9300122
N9300123
N9300124
N9300125
N9300126
N9300127
N9300128
N9300129
N9300130
N9300131
N9300132
N9300133

125mL
品番
N9300184
N9300207
N9300180
N9300181
N9300172
N9303761
N9300176
N9303763

N9300173
N9303766
N9300183

N9303759
N9303775

N9303771
N9300175

N9300179
N9303783
N9300174

標準液
原子吸光分析用標準液

元素
モリブテン
ネオジム
ニッケル
ニオブ
パラジウム
りん
白金
カリウム
プラセオジム
レニウム
ロジウム
ルビジウム
ルテニウム
サマリウム
スカンジウム
セレン
けい素
銀
ナトリウム
ストロンチウム
硫黄
タンタル
テルル
テルビウム
タリウム
ツリウム
すず
チタン
タングステンバナジウム
イッテルビウムイットリウム亜鉛
ジルコニウム

元素記号 マトリックス
H2 O
Mo
2%HNO3Nd
2%HNO3Ni
H2ONH4NbF6
Nb
Pd
10%HClH2ONH4H2PO4
P
Pt
10%HCl
2%HNO3K
2%HNO3
Pr
H2 O
Re
Rh
10%HCl
2%HNO3
Rb
Ru
10%HCl
2%HNO3Sm
2%HNO3Sc
2%HNO3Se
H2 O
Si
2%HNO3Ag
2%HNO3Na
2%HNO3Sr
H2 O
S
H2ONH4TaF6
Ta
10%HNO3Te
2%HNO3Tb
2%HNO3Tl
2%HNO3Tm
Sn
20%HCl
H2 O
Ti
H2 O
W
2%HNO3V
2%HNO3Yb
2%HNO3Y
2%HNO3Zn
2%HNO3
Zr

成分物質(NH4)6Mo7O24 •4H2O
Nd2O3
Ni
NH4NbF6(NH4)2PdCl4
NH4H2PO4
H2PtCl6•XH2O
KNO3
Pr6O11(NH4)2ReO4
RhCl3•3H2O
RbNO3
RuCl3•3H2O
Sm2O3
Sc2O3
Se
(NH4)2SiF6Ag
Na2CO3Sr(NO3)2(NH4)2SO4
NH4TaF6
Te
Tb4O7
TlNO3
Tm2O3
Sn
(NH4)2TiF6(NH4)2WO4NH4VO3
Yb2O3
Y2O3
Zn
ZrO(NO3)2

50

500mL
品番
N9300134
N9300135
N9300136
N9300137
N9300138
N9300139
N9300140
N9300141
N9300142
N9300143
N9300144
N9300145
N9300146
N9300147
N9300148
N9300149
N9300150
N9300151
N9300152
N9300153
N9300154
N9300155
N9300156
N9300157
N9300158
N9300160
N9300161
N9300162
N9300163
N9300165
N9300166
N9300167
N9300168
N9300169

125mL
品番N9303784
N9300177
N9303789
N9303788
N9303779

N9300182
N9303799
N9300171
N9303785

N9300170
N9303801
N9303806

N9303810
N9300178
N9303812

一般ラボ用品

計測器
品名
フローマーク電子流量計

品番N9307086
GCなどのガス流量の計測用に適しています。
さまざまなガスに適応します。

流量範囲
精度
ガス種類
環境規制
電源

0.5～500ml/min±2%または±0.2ml/minの大きいほう
ヘリウム、水素、アルゴン、窒素など多数
RoHS、CE対応
単3アルカリ乾電池駆動

リークデテクター

N9306371
さまざまなガスの検出が可能です。
窒素やアルゴンなども感度は落ちますが検出できます。

ガス種類
ヘリウム
水素
窒素
アルゴン
炭酸ガス

最少検出ガス量 atm LED色
cc/sec
1.0 x 10-5
赤1.0 x 10-5
赤1.4 x 10-3
黄1.0 x 10-4
黄1.0 x 10-4
黄51

＊本カタログに記載されていない機器・システムについてはお問い合わせ下さい。
＊記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
＊本カタログに掲載の価格には消費税が含まれておらず、有効期限は価格改定時までとなります。
＊仕様・外観・価格は予告なく変更される場合があります。

Copyright 2024 PerkinElmer Japan GK

August, 2024