MS4400

標準仕様書 型式：MS4431
低コスト・省スペース形 電力トランスデューサ

概要

動力設備の消貫電力を計測用変流器、変圧器を介して入力し、計装統一信号に変換する低コスト・省スペース形の電力トランスデューサです。
▽ 歪波形に強くインバータ電流も正確に測定▽ AC85～264、DC85～143V のマルチ電源搭載▽ 低コスト・省スペース・軽量・低消費電力でトータルコ
ストと環境負荷を同時に削減

ご 発 注 形 式

基 本 価 格単相 2 線式
単相 3 線式
三相 3 線式
三相 4 線式￥50,000￥50,000￥50,000￥67,000

出力部仕様② 出 力 信 号 [単極性]( ご 指 定 下 さ い ) ■4～20mA DC··········································· A(負荷抵抗 600Ω以下)■0～1mA DC············································· B(負荷抵抗 10kΩ以下)■1～5V DC ················································ C(負荷抵抗 1kΩ以上)■0～5V DC ················································ D(負荷抵抗 1kΩ以上)■0～10V DC···············································E(負荷抵抗 1kΩ以上)[両極性]■4～12～20mA DC·································· G(負荷抵抗 600Ω以下)■-1～0～+1mA DC·································· H(負荷抵抗 10kΩ以下)■1～3～5V DC ··········································· I(負荷抵抗 1kΩ以上)■-5～0～+5V DC·······································J(負荷抵抗 1kΩ以上)■-10～0～+10V DC·············································K(負荷抵抗 1kΩ以上)■指定レンジ ················································Z

型式番号単相 2 線式

MS4431-0□□□①② ③

単相 3 線式

MS4431-1□□□①② ③

三相 3 線式

MS4431-3□□□①② ③三相 4 線式

MS4431-4□□□①② ③仕様入力部仕様① 入 力 信 号 [MS4431-0, -1, -3]( ご 指 定 下 さ い ) ■ 110V AC 5A··········································· 1■ 110V AC 1A··········································· 2■ 220V AC 1A··········································· 3■ 220V AC 5A··········································· 4[MS4431-4]■ 110V AC/√3 5A···································· 1■ 110V AC/√3 1A···································· 2■ 220V AC/√3 1A···································· 3■ 220V AC/√3 5A···································· 4周
波数 50/60Hz 共用
消 費 電 力 電圧測定側：0.3VA 以下（各相共AC110V にて）
電流測定側：0.3VA 以下（各相共）
補助電源側：3VA 以下
連 続 過 負 荷 定格入力電圧および電流の 1.2 倍
瞬 時 過 負 荷 定格入力電圧の 2 倍（10 秒間）
定格入力電流の 10 倍（16 秒間）
定格入力電流の 20 倍（4 秒間）
定格入力電流の 40 倍（1 秒間）

電源部仕様③ 補 助 電 源 ■ AC85～264V/DC85～143V ·············· 1( ご 指 定 下 さ い ) ■ DC20～30V (+\10,000)······················· 2■ DC40～60V (+\10,000)······················· 3※下記を参照して別途入力レンジをご指定下さい。( )内は標準入力レンジ
製作可能入力ﾚﾝｼﾞ
消費電力/相（VA）
型式
入力信号
（kW）
電圧回路
電流回路
MS4431-0±0.25～±0.6(±0.5)
110V 5A
0.3
0.3

MS4431-1
MS4431-3

MS4431-4

110V 1A
220V 1A
220V 5A
110V 5A
110V 1A
220V 1A
220V 5A
110V/√35A
110V/√31A
220V/√31A
220V/√3
5A±1.0～±2.4(±2.0)

0.3
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.6

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

±0.5～±1.2(±1.0)

0.3

0.3

±0.1～0.24(±0.2)

0.3

0.3

±0.2～±0.48(±0.4)

0.6

0.3

±1.0～±2.4(±2.0)

0.6

0.3

±0.05～±0.12(±0.1)±0.1～±0.24(±0.2)±0.5～±1.2(±1.0)±0.5～±1.2(±1.0)±0.1～±0.24(±0.2)±0.2～±0.48(±0.4)

入力レンジ計算式(ｋW)
一次側の定格電力（ＰＴ比）×（ＣＴ比）
上記計算式の算出値が、上表中の製作可能範囲であれば製作可能です。

電力トランスデューサ入力=

MS4431-V04-071016.doc

Page: 1/2

標準仕様書

型式：MS4431 低コスト・省スペース形 電力トランスデューサ

機器仕様
構
造
接 続 方 式
外 箱 材 質ゼロ調整範囲
スパン調整範囲

ボックス形表面端子構造
M4 ネジ端子接続
難燃性黒色樹脂約 5%
約 5%

端 子 結 線 図

設置仕様
使用温度範囲使用湿度範囲
保存温度範囲衝
撃-10～55℃
40～85%RH-40～70℃
JIS C 0912 の試験方法 1 による大きさ490m/S2 の衝撃を取付面を含む互いに垂直な 3 軸を選び、各正逆方向に各 3 回、合計 18 回加えて試験動 JIS C 0911 の 4.2 による振動数 16.7Hz、振動変位振幅ピークピーク値 4mm の振動を取付面を含む互いに垂直な 3 軸方向にそれぞれ１時間、合計 3 時間加えて試験付 壁または DIN レール取付量 約 300g

振取
重性能
準 拠 規 格
許容差
出力リップル
応 答 時 間自己加熱の影響
温 度 の 影 響
周波数の影響外部磁界の影響
補助電源電圧の影
響
出力負荷の影響
波 形 の 影 響
絶耐

縁抵

電抗圧

雷インパルスJIS C 1111
±0.5% （出力スパンに対して）
1%p-p 以下 （出力スパンに対して）
0.5 秒以内（90%ステップ入力に対して出力値が±1%以内に到達）±0.5% （出力スパンに対して）±0.5% （出力スパンに対して）周囲温度 23±20℃変化での値±0.25% （出力スパンに対して）定格周波数の±5%変化での値±0.5% （出力スパンに対して）
400A/m の外部磁界での値±0.25% （出力スパンに対して）
全電源電圧範囲にて±0.25%（出力スパンに対して）
定格出力負荷の 1/2 を基準値として±0.5% （出力スパンに対して）
基本波の±20％の第三高調波を含む
入力での値
DC500V メガーで測定・電気回路一括－アース端子間：50MΩ以上
・入力端子一括－出力端子一括：50MΩ以上
・補助電源端子一括－入出力端子一括：50MΩ以上
AC2000V 1 分間加えて試験・電気回路一括－アース端子間
・入力端子一括－出力端子一括・補助電源端子一括－入出力端子一括・出力回路一括－アース端子間
電圧波形 1.2/50μs 全波電圧±6kV 印加・電気回路一括－アース端子間
・入力端子一括－出力端子一括・出力回路一括－アース端子間
電流波形 ±8/20μs 2000V
・出力端子間MS4431-V04-071016.doc

Page: 2/2