Life Sciences

Nuclear Medicine / PET

Radiation Safety

Scan-RAM™

PET/SPECT ラジオTLC（薄層）
スキャナー
およびラジオHPLC（高速液クロ）用、MCA（マルチチャンネル）用オプション

英国革新的で柔軟性があり、ラジオTLC（薄層）スキャナーに対応したシステムです
LabLogic社の革新的なPET/SPECTラジオ-TLC（薄層）スキャナーScan-RAM™は、近代的な研究室からの日々増加する要求を満たすために設計されたシステムです。
多彩でコンパクトなこの装置は、世界市場をリードするラジオクロマトグラフィーソフトウェアLaura for PET™によって完全に制御でき、放射化学的純度測定の正確で再現性のある結果を提供します。

コンプライアンス
すべてのLabLogic製品と同様に、Scan-RAM™システムは多くの規制条件をカバーするように設計されています。
フロント
パネルには電源、およびディスプレイ、スクロールボタンのみが付 属されています。これは、ソフトウェア内 の 監 査 証 跡メソッド以外のパラメータを変更することができないようにするためです。Laura for PET™ソフトウェアと共に使用されるScan-RAM™は、法令遵守を確実にします。

柔軟性
Scan-RAM™は現在4つの異なるモデルが利用可能です：

Modelr-TLC

r-HPLC

MCA

Scan-RAM™ (Page 3)

X

X

Dual Scan-RAM™ (Page 4)X

Scan-RAM MCA™ (Page 5)

X

Dual Scan-RAM MCA™



さまざまなScan-RAM™モデルには、幅広い種類の検出器を用意しているので、低レベルと高レベルの両方の放射能に対応可能です。

イノベーション
LabLogic社は、Scan-RAM™をPET/SPECTアプリケーション専用機として開発しました。そして、システムが法令に準拠し、安全で信頼性が高いことを確実に行う目的で開発されました。

2

TLCプレートベッド

Scan-RAM™にはTLCプレートサポートベッドが付属しています。このベッドは簡単に清掃が可能で、便利に保管もでき、指 へ の 被ばくを極 力 下げるように設計されています。
任 意 の サイズの T L Cストリップを5×20cmまで収容できます。

Scan-RAM™

様々な検出器PET、SPECTおよびAlpha
放射性核種など広範囲の放射能レベルにわたって最適な検出器を用意しています。TLC
検 出 器 の 全リストに つ い ては、6ページを参照してください。

スムーズなモーター
オペレーション

検出器のスムーズなモーターオペレーション
は、一貫した保持係数Rfを保証し、優れた位置再現性を実現します。

スキャニングスピード

皆さまは、ドロップダウンメニューからさまざまなスキャン速度を選択して、放射能のレベルに応じて最良の結果を得ることができます。

様々なスキャニングモード

皆さまは、時間、またはカウント数でスキャンするように選択できます。どちらかの 設 定 値に到 達すると、装 置は自動 的にスキャンを停止します。

刻印の定規調整可能なコリメーター

USBインターフェース

USBインターフェースによって機器の制御、HV供給、データ転送、および電子機器の電源を提供しています。

アナログ-デジタルコンバー
ター搭載

この S c a n - R A M ™では、UV、ECDなどの他の検出器からのアナログ信号をLaura™
内で使用するためにデジタルに変換します。すべての信号を1つのプログラムにまとめます。

基本性能
電源ボタン

合理的なフロントエンドディスプレイ

皆さまは一目で、この装置のパラメータや動作を確認することができます。

寸法15（奥）×38（長）×23（幅）cm

TLCプレートサイズ

5×20cm

重量9.4kg

接続方法

USB

電源

DC-2A

詳しい仕様は、桑和貿易株式会社までお問合せください。

3デュアルDual スキャン

Dual Scan-RAM
デ ュ ア ルス キ ャ ン

ラ ム™

PET/SPECT ラジオ-TLCスキャナーと、ラジオHPLC検出器を兼ね備えた最新のシステムであり、核医学で日々増える需要に応じるために設計されたシステムです。
作業は同時にかつ独立して行えますので貴重な実験室のスペースを節約できるため、最大限の順応性が得られます。

HPLC検出器の連動

Dual S c a n - R A M ™は、幅広い理想的なPET/SPECT装置上で使 用 できるた め 、低レベ ルと高レベルにふさわしい検出器と接続して操作することができます。

オーダーメードの鉛シールド

LabLogic社は種々な異なったアプリケーションにあわせたバックグラウンドの影響を最小にするために適した鉛シールドを用意しています。

基本仕様
寸法

15（奥）
×38（長）×23（幅）cm

TLCプレートサイズ

5×20cm

重量9.4kg

接続USB

電源

DC-2A

詳しい仕様は、桑和貿易株式会社までお問合せください。

4

独立したラジオ-TLC/
ラジオ-HPLCディスプレイ

皆さまは分離したスクリーン上でラジオ-TLCとラジオ-HPLCのパラメータとその性能を確認することができます。

Scan-RAM MCA
ス キ ャ ンラ ム™

実験室のスペースとQCテストの迅速化のためにPET/SPECTラジオ-TLCスキャナーとマルチチャンネルアナライザーを兼ね備えました
放射化学純度検定と放射性核種の特定の両方を、1台のシステムでできます。
MCAオプションはScan-RAMのすべてのモデルに付属可能です。

MCA検出器基本仕様
寸法15（奥）×38（長）×23（幅）cm

TLCプレートサイズ

5×15cm

重量10.5kg

接続方法

USB

エネルギー解像度

662KeVで7～8%

収集モード

PHA、MCS

Dwell時間0.1秒～24時間

電源

DC-2A

革新的なコリメーター

コリメーターはPETとSPECT核種で最 適 な 性 能を提 供して いる間 は 、2つの検出器が同時に収容できるように設計されています。

詳しい仕様は、桑和貿易株式会社までお問合せください。

5検出器オプション
ラジオ-TLC 検出器：オプション
検出器の種類

放射能タイプ（使用用途）

一般に使用される同位体1” NaI PMTSPECT ガンマ

Tc-99m, In-111

Plastic PMT

PET ガンマ
高エネルギーβ線

F-18, C-11, Ga-68, Rb-82
Lu-177, Y-90, I-131, Re-188, Re-186

Alpha PMT

アルファ線(治療目的)

Ra-2230.1” NaI PMT

低エネルギー ガンマ線

I-125

ラジオ-HPLC検出器：オプション
検出器の種類

放射能タイプ（使用用途）

一般に使用される同位体1” NaI PMTPET ガンマ
SPECT ガンマ

F-18, C-11, Ga-68, Rb-82
Tc-99m, In-111

2” NaI PMT

PET 代謝物

F-18, C-11, Ga-68, Rb-82, Zr-89

Plastic PMT

β線

Lu-177, Y-90, I-131, Re-188, Re-1860.1” NaI PMT

低エネルギー ガンマ線

I-125

Well-Type NaI PMT 低エネルギー ガンマ線PETまたはSPECT
小動物イメージング用および低レベル不純物の測定
PIN Diode

核医学薬剤合成後のラジオトレーサ前の精製（セミ分取HPLCアプリケーション）

CsI PIN Diode

核医学薬剤合成後のラジオトレーサ前の精製（セミ分取HPLCアプリケーション）。
PIN Diodeよりも高感度。臨床PETトレーサの品質管理でも使用。

MCA検出器：オプション
検出器の種類

放射能タイプ（使用用途）

一般に使用される同位体1” NaI PMT

全ガンマ線

すべてのガンマ線核種

6Laura for PET™

PET/SPECT Radiochromatography
Data Collection and Analysis Software

Scan-RAM™は、核医学分野の標準となるラジオクロマトグラフィーソフトウェアを装備しています。
LabLogic社によって開発された業界標準のラジオクロマトグラフィデータシステムであるLaura for PET™
は、Scan-RAM™の制御、デジタルデータの収集、分析およびレポート機能を有します。
単一のソフトウェアソリューション

PET/SPECT Radiochromatography
Instrument Control, Data Collectionand Analysis Software

Laura for PET™は、PET/SPECT QC用の単一ソフトウェアソリューションです。QCアナリストは、複数のフトウェアシステムを使用しなくても、ラジオ-HPLC、HPLC、ラジオ-TLC、GCおよびMCA分析でPET用Lauraのみの使用で賄えます。

企業コンプライアンス
Laura for PET™は、GMPおよびFDA 21 CFR Part 11
およびFDA 21CFR Part 212の規制要件を満たすように設計されています。

直感的操作
Laura for PET™は使いやすく、システムの迅速な理解とユーザーによる迅速な採択が可能です。

ECD

慎重な投資
スタンドアロンインストールから完全なクライアント/サーバー実装まで、Laura for PET™は、データストレージ要件に対するスケーラブルなソリューションを提供します。アプリケーションとデータは、IT要件に合わせて、ローカルクライアントと中央サーバーに分けることができます。

rHPLC

rTLC

HPLC

GC

MCA

CDD

半減期補正
半減寿命補正機能により、基準時間を使用して、実行中または実行後に半減期を修正することができます。

完全なワークフローソリューション
Laura for PETは、主QCプロセスを通じて分析者を誘導します。
ドロップダウンリストからメソッドをあらかじめ定義して選択することが可能です。自動設定は、自動ピーク統合とレポート印刷が可能です。

一貫性と安全性
このソフトウェアを使用すると、メソッドやレポートなどの設定をロックして、データのキャプチャと表示の一貫性を保つことができます。

デジタル信号

レポート機能放射化学的純度検査の為の％合計などの関連する値がレポート可能です。レポートデザイナーを使用すると、複数のレポートを構成したり、リアルタイムでデータを計算したり表示することができます

ラジオクロマトグラフィ機器からの信号は、カウント、CPSおよびCPMを、デジタル信号で受信されます。さらに、アナログ信号よる制限が無い為に、検出器のフルダイナミックレンジが使用可能です。

7www.lablogic.com

サービスとサポート関連製品

私共の製品をご使用いただいておりますすべての皆さまに対して、私共は総合的な、そして完全な包括的なサポートを提供致します。もし何らかの不都合が生じ、専門PET/SPECT radio-HPLC Detector的なアドバイスがご必要な場合には、桑和貿易株式会社（TEL : 03-3862-2700）までお問合せください。
e+ PET Metabolite radio-HPLC Detector

バリデーションサービス
可能な限り早く、皆さまの投資した最大限の価値が得られHidex AMG
Automatic Gamma Counter

るようにバリデーションサービスを実施致します。私共は皆さまの品質管理システム管理のパートナーとして、また皆さまのご要望にご満足いただけるバリデーションプラン

PET LIMS Softwareをお届け致します。
私共のバリデーションのスペシャリストは、GLPシステムバリデーションの長年にわたる経験者であり、私共のシステムの詳細を熟知しております。同様に他のシステムにSPECT LIMS Software

ついてもお手伝いできますので、ご一報くださればと存じます。
PET/SPECT Radiochromatography
Data Collection and Analysis Software

トレーニング
私共LabLogic社と桑和貿易株式会社は、種々のトレーニングコースやワークショップを準備しております。従っQCQC Solutions

The Complete PET Quality Control Serviceて、機器、ソフトウェアについて全面的にお手伝いできる体制を備えております。
すべてのトレーニングは、私共の機器およびソフトウェアの長年にわたる開発の経験者であり、エキスパートのプロ

Tracer-QC
Automated optical testing for PET QC

ダクトおよびサポートスペシャリストがこれを取り行います。
皆さまの受講証明はきちんとした資格証明書としてお渡しします。

日本輸入総販売元

1712/1000CC