使用目的・特長

保証書別添
7F11431800A1

ベッドの使用方法

在宅ケアベッド

注意事項

取扱説明書

ベッドの組立方法
オプションについて

この「取扱説明書」には、ベッドを安全にお使いいただくための注意事項と使用方法などを記載しています。

●お買い上げの製品は、改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。
● 動作範囲・寸法・角度・質量などの数値の記載がある場合、その数値には多少の誤差が含まれます。
特別なものを除きこの「取扱説明書」では、表示を見やすくするため、約・およそといった言葉を仕様・アフターサービス省略しております。
●ご不明な点がありましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合せください。
●このベッドは日本国内専用です。海外では電源電圧が異なるため使用できません。

ベッドの保管・分解●ベッドをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
●ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」をよくお読みください。
●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

故障かな？と思ったらこのたびは、在宅ケアベッド レントシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

定期点検とお手入れ

まえがき

手動背さげについて※イラストは別売のマットレスを取付けた状態です。

使用目的・特長

手動による背さげ操作（停電・故障時などの対応）
1. 背さげのしかた
使用する工具

注意事項❹

ペンチ・プライヤー（小）背ボトム

背あげリンク

ベッドの使用方法■停電時やベッドの故障により、背ボトムがさげられなくなった場合、手動で背ボトムをさげることができます。背さげ操作は、以下の手順で行ってください。
停電時以外の理由で背ボトムがさげられなくなった場合、77・78 ページの「 故障かな？と思ったら」に従ってチェックを行い、ベッドが故障している場合には、販売店もしくはパラテクノコー
ルセンター（101 ページ参照）までご連絡ください。

ベッドの組立方法

注意
作業は２人以上で行ってください。 手や腕などをはさまれ、けがをするおそれがあります。

オプションについて❶ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。
スナップピンの抜きかた

手動背さげについて●スナップピン（赤）を、図の方向にひねり、そのままスナップピン（赤）の後端部を押して、ピンを抜いてください。
※ペンチで先端部をはさんで引っ掛けて作業を行うと、取外しが容易です。
❺❻連結ピン

スナップピン（赤）❷ベッドを使用している方にベッドから降りていただき、寝具・マットレスなどをベッドから降ろしてください。
❸ヘッドボードを取外してください。
（81 ページ参照）❹背ボトムと背あげリンクを支えてください。

スナップピン（赤）後端部注意

定期点検とお手入れ

2

1 で、 背膝連動に設定している場合は、モーター（背）背あげリンクをしっかりと持って操作してください。背あげリンクがさがり、けがをするおそれがあります。

故障かな？と思ったら

背アクチュエーター❺背アクチュエーターの先端の連結ピンについているスナップピン（赤）を取外してください。
❻連結ピンを取外してください。連結ピンを取外すと背あげリンクが自由に動くようになります。

ベッドの保管・分解取外した連結ピンおよびスナップピンは復帰の際に使用します。 紛失しないよう、 保管してください。
❼背あげリンクを降ろしてから背ボトムをゆっくり降ろしてください。

仕様・アフターサービス❽ヘッドボードを取付けてください。
（56 ページ参照）
この作業を行ったときは、 復帰作業を行って元の状態に戻すまで、 電源プラグはコンセントから抜いたままにしてください。

73

使用目的・特長

2. 戻しかた使用する部品 取外した連結ピン、新しいスナップピン（赤）各１本

注意事項■停電時は、電源が回復した後に、以下の手順でベ ッ ド を 元 の 状 態 に 戻 し、59 〜 63 ペ ー ジ の「 組立後の点検」に従い、点検を行ってください。

注意

注意

背あげリンク❷ヘッドボードを取外してください。
（81 ページ参照）

連結ピン

スナップピン（赤）❸背ボトムと背あげリンクを持ちあげ、支えてください。
2

1 をご使用の場合、 背膝連動を解除

モーター
（背）

（「背あげ」に切換え）した方が作業がしやす
くなります。（27・28ページ参照）

背あげリンク❺連結ピンが抜けないようにスナップピン（赤）を差込んでください。
❻ベッドの電源プラグをコンセントに差込んでください。

❽ヘッドボードを取付けてください。
（56 ページ参照）

74

仕様・アフターサービス❼手元スイッチを操作して背ボトムを一番下までさげてください。

ベッドの保管・分解

背アクチュエーター

故障かな？と思ったら❹背アクチュエーター先端の穴と背あげリンクの穴の位置をあわせ、取外してあった連結ピンを差込んでください。

定期点検とお手入れ❹❺

手動背さげについて❶ベッドを使用している方にベッドから降りていただき、寝具 ･マットレスなどをベッドから降ろしてださい。

オプションについてスナップピン（赤）は再利用しないでください。ベッドが破損してけがをするおそれがあります。新しいスナップピン（赤）は、販売店またはパラテクノコールセンター（101 ページ参照）までご依頼ください。

ベッドの組立方法

背ボトム❸

ベッドの使用方法

作業は２人以上で行ってください。手や腕などをはさまれ、けがをするおそれがあります。

使用目的・特長

手動による背さげ操作（停電・故障時などの対応）
3. スマートハンドルによるベッド操作のしかた

注意事項

注意

ベッドの使用方法

スマートハンドルの操作時は、 ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。
スマートハンドルの操作とベッドの手元スイッチでの操作を同時に行うと、 ベッドが故障するおそれがあります。
● スマートハンドル（KQ-P70S:別売）をベッドに取付けることにより、「背あげ/背さげ」「膝あげ/膝さげ」「高ささげ」の操作を行うことができます。
● スマートハンドルの収納ケース内に、スマートハンドルの取扱説明書が同梱されています。そちらもあわせてご覧ください。

ベッドの組立方法● スマートハンドルは停電時やベッドの故障※ などの緊急時に、すぐに使用できるよう収納ケースに保管してください。
※故障内容によっては、スマートハンドルによる操作ができない場合があります。
● レントシリーズは、収納ケースをベッドのフレームに取付けることはできません。

スマートハンドルの取付けかた・取外しかた

オプションについて【スマートハンドルの取付けかた】

キャップ
コントロールボックス① ベッドのコントロールボックスのスマートハンドル

差込部（シール：赤）のキャップを取外してください。

②

手動背さげについてスマートハンドルのコネクターを、 ベッドのコントロールボックスの差込部（シール：赤）に差込んでください。

差込む

コネクター計回りに回してください。

【スマートハンドルの取外しかた】「カチッ」と音がするまで時計回りに回す

凹部

マークバンド（赤）③ コネクターキャップを「カチッ」と音がするまで時定期点検とお手入れ①

シール（赤）
スマートハンドル
外す
差込部

凸部

コネクターキャップ【スマートハンドルの取付けかた】①で取外したキャップは、コントロールボックス保護のために、必ず元通りに取付けてください。

使用後は取付けと逆の手順でスマートハンドルを取外し、 収納ケースに入れて保管してください。

操作のしかた故障かな？と思ったら① 切換スイッチを操作したい位置に背あげ/背さげ

膝あげ/膝さげ

高ささげ

スライドさせてください。

切換スイッチ

切換スイッチ

ベッドの保管・分解※切換スイッチのラベルには 「頭側さげ」 と表示されていますが、レントシリーズはベッド全体の高さがさがります。

スライドさせる

スライドさせる

スライドさせる※※※

切換スイッチ② ハンドルグリップを回すとベッドが動きます。

仕様・アフターサービス

ハンドルグリップを回す方向
A

B

頭

背があがる

背がさがる

足

膝がさがる

膝があがる

高さ−

高さがさがる

ＢＡ
ハンドルクリップ

75