充放电系统控制器
PFX2500 系列

P

F

X

2

5

0

0

S

E

R

I

E

S

大电流对应

200A

PFX2512f o r B AT T E R Y T E S T S Y S T E M

充放电系统控制器

PFX2500 系列
Max 电压 ：60.0000V
Max 电流 ：50.0000A（2512），200.000A（2532）
可进行无间断充放电（高速充放电切换控制）不只是电压和电流，也可对累计容量和电能进行高精度的测定配备多达 10000 步骤的模式充放电功能
也支持温度测定，可对充放电过程中的温度进行监视实现 Max 1ms 的高速采样
新增 6V 量程，可进行高精度测定对于过充电，利用电压、电量和温度等进行防护，安全对策也万无一失利用感振传感器探测摇晃和冲击，关闭输出，以防止电池受到损伤
LAN 标准装备
https://global.kikusui.co.jp/

PFX2532

利用新能源时不可或缺的蓄能装置。
从基本测试到模拟，对充放电测定进行
多方面支持。
使用菊水的直流电源 [ PWR 等 ] 和电子负载装置 [ PLZ-5W ] 所组成的充放电测试系统！
利用专用应用软件，可从试验条件的设定、执行到试验结果分析，进行一揽子管理。
▼

应用软件
BPChecker3000［SD007-PFX］

充放电系统控制器 PFX2512、PFX2532
是为对被试品 ( 充电电池等蓄电元件 ) 的特性进行评价，与本公司制造的直流电源和电子负载装置进行组合，对电池等的充放电电压 / 电流进行高精度测定的充放电
控制专用控制器。通过组合直流电源和电子负载装置，能够支持高性能、大功率、宽量程额定值的评价试验。
试验的执行利用专用应用软件进行。依靠多重保护功能，还能够支持长时间的连续试验及与恒温槽的同步试验。并且，利用▲安装例 ※计算机请各位客户自行准备
直流电源PWR1201ML（左上）, 电子负载PLZ1205W（下段）充实的图表功能，还能够轻松地进行数据编辑。

PFX2512充放电系统控制器

PFX2512/PFX2532

PFX2532【主要用途举例】

电动工具

机器人

项

目

额定

电动摩托车

电动汽车

固定存储
功率调节器

PFX2532

PFX251260V╱200A

60V╱50A

应用软件

BPChecker3000

通信接口

LAN

数据监视 Min 记录间隔

0.1s

高速数据采样

可从1ms / 10ms / 100ms 中进行选择每1Profile Max6000点

充放电模式

合计9模式
充电：CC、CC-CV（电池CV）*1
放电：CC、CP、CC-CV（电池CV）*1、CP-CV（电池CV）*1
其他：Pattern（CC、CP、电池CV *2）、I-V、Pause

试验条件构成充电、放电等个别的属性设定（无制限）具有根据充放电结果对条件进行分类的功能无缝充放电○ （切换时间50ms以下）

中止条件

具有根据温度条件改变时间的功能*1 ：只有在安装电压 / 温度计组件 OP02-PFX（选购）或者电压计组件 OP03-PFX（选购）时才能进行设定。
*2 ：只有在安装电压 / 温度计组件 OP02-PFX（选购）或者电压计组件 OP03-PFX（选购）时才能进行设定。STEP 时间可设定为 500ms 以上。

2for BATTERY TEST SYSTEMPFX2500 SERIES

将复杂的系统集约于１台

PFX2512、2532 将电池评价所需的系统集约于 1 台。并且，可根据需求组合选择本公司制造的直流电源（充电用）及电子负载装置（放电用）等通用品，因而自由度较高，可支持大范围的额定值。通过选择符合希望的充放电试验条件的装置，还可抑制设备采用成本。
● 系统概念图

PFX2500 series
可编程序
控制器

＊

充电用电源※
切换开关放电用负载※
温度计

万用表电流检测电阻

控制程序
★

电压

★应用软件
BPChecker3000

被试验物体（电池）※可根据需求进行选择＊关于与计算机的连接
PFX2512，2532采用LAN连接。

设置简单10000步骤的模式充放电功能设置可由用户进行。只要是支持 PFX2512、2532 组合的机型，便CC/CP（附带 V、I 限位）步骤值 Max 可设定 10000 值。可利用高可设置已有的直流电源及电子负载装置加以利用，能够以低成本构筑

速充放电切换控制功能，以 Min100 ms 的步骤时间间隔，进行复杂起试验系统。※ 详细内容请参照第 5 页的系统构成。

的充放电试验。可广泛支持各种规格试验的测试模式及模拟模式的生成等。

定电流（CC）/定电压（CV）控制

测量功能可扩展

通过采用数字定电流（CC）/ 定电压（CV）控制方式，能够将因系

通过安装选购件的电压及温度计单元 OP02-PFX，可增设电压 4 点、统构成装置（直流电源 / 电子负载装置）不同造成的定电流（CC）/

温度 4 点的测量点。选购件端口用插槽有 3 处，因而可 Max 增设电

定电压（CV）的设定精度及漂移特性的差异降至 Min，实现高精度的压 12 点、温度 12 点的测量点。此外，通过在扩展槽 SL01-PFX 中试验。系统构成后无需任何调节作业。

安装可选的电压计单元 OP03-PFX，还可以测量 8 个中间电池电压。
如果将 OP03-PFX 安装在扩展槽 SL01-PFX 的所有插槽中，则 Max
可以添加 64 个电压测量点。

实现高精度测量
内置高精度测量电路。可对电池电压及充放电电流进行高精度检测。

＊电压 / 温度计单元 OP02-PFX 不能安装在 SL01-PFX 上。
使用 SL01-PFX 时，它占用 PFX2532 / 2512 内的一个扩展槽。
●后面板（PFX2512）

选购件板插槽（电压测量 ：100 μV 分辨率、电流测量 ：100μA 分辨率、经过时
直流电源
连接器

间测定 ：月误差 30 秒以内（10 ppm 以内））
并且，即使对于难以捕捉的脉冲电流，也可测定真实的电能及累计容

电子负载
连接器

量。

输入输出
接线柱

传感
连接器

安心的保护功能硬件主体及软件具备过充电及过放电等的保护功能。控制器主体中内LAN 连接器●后面板（PFX2532）

置路径开关（负载开关）。路径开关具有使被试品（电池）与直流电

直流电源
连接器

源 / 电子负载装置切实连接的功能，以及检测到异常时迅速切断直流

电子负载
连接器

电源 / 电子负载装置的高速切断功能。并且，利用感振传感器，可在充放电试验中发生灾害等时，探测到大幅的晃动和冲击，从而切断输出，防止连接的装置及被试品（电池）受到损伤。

输入输出
接线柱

传感
连接器
LAN 连接器选购件板插槽3

通过实现无间断充放电，也可支持规格试验模式
以 往 在 电 源 装 置 与 电 子 负 载 装 置 之 间 进 行 切 换 需 要 一 定 时 间。
PFX2512、2532 可同时对电源装置及电子负载装置进行控制，因而可实现无间断的充放电切换（无间断充放电）。因此，不只是电动汽车及混合动力车，例如对电动摩托车及电动助力自行车等进行反复不间歇充放电，以及用于电力峰值转移的无间断电源等，可支持进行对此类复杂用途进行再现的特性试验，连续进行 IEC62660 规格等充放电［ 模式充放电 ］
设定条件
2 值 CC 模式充放电
Step1
Step2

CHG ：200A 500ms
DISCH ：-200A 500ms● 模式电流波形（例）的规格试验模式也可支持。

充电●スイッチ充放電切替（従来式）●
开关方式的充放电切换（原方式）●シームレス充放電切替●
无间断充放电切换

＋200A
0A

充电

充电

0A

充电

充电
－200A

0A
1〜3s

放电 1〜3s

放电

放电
400ms/Div● EV/ HEV 循环测试模式（例）●EV/HEVサイクル試験パターン（例）● 上升 / 下降电流波形（例）Test Current
Charge充电
200A 上升

Rest(0A)

200A 下降放电Discharge

40ms/DivTime实现 Max 1ms的高速数据采样

以6V量程使单电池评价实现更高精度

可 将 指 定 的 电 压 及 电 流 跃 迁 作 为 触 发， 进 行 Min 1ms( 每 1 属 性

PFX2512、2532 配备电压量程切换 6V/60V。

Max 6000 点 ) 的电压测量 / 电流测量。能够取得与阶跃电流同步的

6V 量程精度 ±(0.05% of reading + 0.04% of rating)、60V 量程

高精度电压波形，因而适于被试品的阻抗解析及寿命判定评价。

精度 ±(0.05% of reading + 0.02% of rating)。除了堆栈电池组之外，对单电池也可进行更高精度的特性试验。

▲ 采样速度 ：可选择 1ms/10ms/100ms▲ 电池电压计 ：采样 100ms 固定 (OP02-PFX 安装时 )▲ 4 种测量开始触发 ( 充放电刚刚开始之后 / 充放电即将结束之前 )支持CAN通信▲ 6000 采样 Store 6s@1ms/60s@10ms/600s@100ms● 模式属性触发点设定例 ( 延迟时间为负值时 )PFX2512、2532（BPChecker3000） 可 与 附 加 通 信 日 志、 解 析、
仿真功能等的专用应用进行通信。因此，可满足充放电控制与日志区
间同步、通过专用应用进行充放电控制等多种要求。详细内容请参照
第 6、7 页。

4for BATTERY TEST SYSTEMPFX2500 SERIES

充放电试验的内容
使 用 PFX2500 系 列 时， 不 论 是制造电池的一方还是使用电池的一方，都可对电池进行各种电气特性试验。

I-V 特性
试验

循环特性
试验

充放电比率
试验

温度特性
试验

充放电効率
试验

容量测定
试验

保存特性
试验

容量变化
试验

实际负载模擬试验

BMS 验证
试验

系统构成
［2532 系统构成示例］

Text API 脚本
CAN 解析／日志应用软件
Vehicle Spy3（公司外产品）应用软件
BPChecker3000

直流电源
PAT40-200T

PAT-T 用控制电缆
（附属在PFX2532 上）

LAN

USB

通信I/F

转换器

OP03-PFX

LAN

电池电压

路由器

TL11-PFX

CAN

EX01-PFX（附属于SL01-PFX）

OP02-PFXLAN

TL09-PFX

SL01-PFX

电池电压
电池温度

TL10-PFX负载电缆传感线
PLZ-5W 用控制电缆
I/F 电缆
SC05-PFX

充放电系统控制器
PFX2532

装备 BMS 的 DUT（被试品）电子负载装置PLZ1205W（M 范围）+ PLZ2405WB×4● 直流电源...................................................................PAT40-200T● 电子负载装置...........................................................PLZ1205W● 电子负载装置助推器（4 台）................................PLZ2405WB● 充放电系统控制器...................................................PFX2532● 8 槽扩展单元...........................................................SL01-PFX● 电压计单元...............................................................OP03-PFX● 应用软件...................................................................BPChecker3000● 电压、温度计单元...................................................OP02-PFX［2512 系统构成示例］

恒温槽（爱斯佩克公司制造）● 传感电缆（OP02-PFX 用）..................................TL09-PFX● 负载电缆 (200A、3m).........................................TL10-PFX● I/F 电缆 (PLZ-5W 连接用 )..................................SC05-PFX● 传感电缆（OP03-PFX 用）..................................TL11-PFX● 计算机.......................................................................Win7，Win8 显示器解像度 1280 ｘ 1024 以上
需准备 10BaseT 以上的 LAN 通信线
● 恒温槽.................................... 如需要和恒温槽进行同步运行时，本设备安装爱斯派克公司生产的恒温槽的通信功能，需要购买相应的构成品。具体请咨询本公司的销售人员。

Text API 脚本提示
CAN 解析／日志应用软件
Vehicle Spy3（公司外产品）应用软件
BPChecker3000

PWR-01 用控制电缆
I/F 电缆
SC07-PFX

USB

通信I/F

转换器
CAN

OP02-PFXLAN
直流电源
PWR801L

TL09-PFX

电池电压
电池温度
传感线

PLZ-5W 用控制电缆
I/F 电缆
SC05-PFX

TL08-PFX负载电缆

充放电系统控制器
PFX2512电子负载装置PLZ1205W● 直流电源...................................................................PWR801L● 电子负载装置...........................................................PLZ1205W● 充放电系统控制器...................................................PFX2512● 应用软件...................................................................BPChecker3000● 电压、温度计单元...................................................OP02-PFX● 传感电缆（OP02-PFX 用）..................................TL09-PFX● 负载电缆 (50A、5m)............................................TL08-PFX

装备 BMS 的 DUT（被试品）

恒温槽（爱斯佩克公司制造）● I/F 电缆 (PLZ-5W 连接用 )..................................SC05-PFX● I/F 电缆 (PWR-01 连接用 )..................................SC07-PFX● 计算机.......................................................................Win7，Win8  显示器解像度 1280 ｘ 1024 以上
需准备 10BaseT 以上的 LAN 通信线
● 恒温槽.................................... 如需要和恒温槽进行同步运行时，本设备安装爱斯派克公司生产的恒温槽的通信功能，需要购买相应的构成品。具体请咨询本公司的销售人员。

52512，2532专用应用软件 BPChecker3000

利用 PFX2512，2532 专用应用软件［BPChecker3000］，
从试验条件设定、执行到试验结果数据分析，可进行一揽子管理。
应用软件 ：BPChecker3000（SD007-PFX）是相对于以往的 BPChecker2000，强化了试验
条件制成及图表描绘功能，“无间断充放电”及“高速数据采样”的 PFX2512/2532 专用应用软件。试验条件设定根据数据库化的充放电条件（属性）制成试验条件（项目）。
进行试验并以图表表示时，为了汇总更多的数据，进一步强化了提取功能及叠写功能。同时，也
可与恒温槽同步运转，因而可包括试验环境的温度管理在内进行综合的充放电试验管理。并且，对于随着今后电池管理技术开发而增加要求的“CAN 总线”，也可与之联动。

▼

程序构成
BPChecker3000 由 4 个程序构成。

●主要程序构成
Test Condition Editor －试验条件设定－
用于制成及编辑与充放电相关的所有试验条件的程序。制成属性之后，
再制成进行序列及整体设定等的项目。BPChecker3000 以此项目单位进行试验。

属性数据库
模式 Max 可构成
10000 步骤的
充放电模式

属性5
（模式）

属性6
（CP放电）

属性2
属性10 （CC放电）（CC充电）
属性4（CC-CV充电）

属性1（CC充电）

属性3
（暂停）
属性7
（CC充电）

属性9（CC放电）▲属性的制成属性8（I-V特性）

制成属性并保存到数据库中
（蓄积）

属性数据库
一个序列中 Max 可选择
256 个从数据库制成的属性

项目 ( 试验条件 ) 的制成项目
整体设定电池保护及电压
/ 温度计单元
链接跳转的设定
试验结果可反映到之后执行的试验条件中( 链接 )，
或根据结束因素使序
列分歧 ( 跳转 )。

▲项目整体的设定

序列 1( 属性的集合体 )属性
Max 256

序列 2( 属性的集合体 )序列 3( 属性的集合体 )序列Max 256●可设定电池温度的休止结束条件（Rest Temp）
休止时间的设定除充电结束后规定的时间（固定时间）设定之外，还可根据电池温度设定休止结束条件●配备暂停功能
属性机型中包括暂停功能。通过使用此功能，可使试验暂停。

6▲序列的设定for BATTERY TEST SYSTEMPFX2500 SERIES

Test Executive －试验执行－
Test Executive 为根据以 Test Condition 制成的项目（试验条件）进行充放电试验的程序。

Graph Viewer －图表表示－
Graph Viewer 为对利用 Test Executive 制成的试验数据进行图表化，在画面中进行表示及印刷的程序。如果使用 Graph Viewer，除试验数据图表之外，还可表示试验数据的数值、能源等根据试验数据
求得的演算值及试验条件等，因而可进行综合的数据分析。Graph
Viewer 还可将多个图表重叠到一个图表中表示重叠图表。

【建议动作环境】■ OS：Windows 7、Windows 8.2■ 存储：4 GB 以上■ HD 驱动器：1GB以上的空容量（测量电池电压时建议使用10GB或更多），数据保存另需空容量■ CD-ROM：安装应用时需要■ 鼠标或其他定点设备■ 显示器：1280 × 1024 (17inch相当) 以上■ 10BaseT 以上的LAN 界面■ 打印机：支持所使用的OS的产品■ 恒温槽控制(只在使用恒温槽时)：
可利用爱斯佩克公司制造的协议转换器/
USB-RS485变换器进行控制的恒温槽■ VISA 库(只在以RS485控制恒温槽时) ：下列之一。
NI-VISA Ver3.3 以后、Agilent IO Libraries Suite 15.0 以后、KI-VISA Ver3.1.3 以后

7规无特殊指定时，规格按照下列设定及条件。

格•加温时间为30分钟。 •TYP値：代表性的值。并非保证性能。
•reading：表示读取值。 •set：表示设定值。 •rating：表示额定值。
•Static：它是CC充电/CC-CV充电/CC放电/CC-CV放电/CP放电/CP-CV放电的通称。
•Pattern：它是模式充放电/I-V特性充放电的通称。

额定输出

测量精度

输出数
充电电流范围 *1
充电电压范围 *1

PFX2532

1 ch

1 ch

0.000 A ～ 50.000 A

0.000 A ～ 200.000 A

60 V 量程

0.000 V ～ 60.000 V

0.000 V ～ 60.000 V

6 V 量程

0.000 V ～ 6.000 V

0.000 V ～ 6.000 V

放电电流范围 *1
放电电压范围
*1 *2

PFX25120.000 A ～ 50.000 A

0.000 A ～ 200.000 A

60 V 量程

0.000 V ～ 60.000 V

0.000 V ～ 60.000 V

6 V 量程

0.000 V ～ 6.000 V

0.000 V ～ 6.000 V*1 范围根据连接的电源装置、电子负载装置的种类及配线状态等而不同。
*2 可放电 Min 电压根据连接的电子负载装置的种类及配线状态等而不同。

充放电
电流测量

电压测量

定电压
充放电

电池定电
压充放电
*4
定电力
放电

范围 *1

0.000 A ～ 50.000 A

0.000 A ～ 200.000 A精确度 *2

*3

*3

分辨率
范围
*1

1 mA

1 mA

60 V 量程

0.000 V ～ 60.000 V

0.000 V ～ 60.000 V

6 V 量程

0.000 V ～ 6.000 V

*3

*3

分辨率

1 mV

1 mV

范围 *1

0.000 V 〜 20.000 V

0.000 V 〜 20.000 V精确度 *2

*3

*3

分辨率

1 mV

1 mV

时间 *6

0.1 W ～ 3000.0 W

1 W ～ 12000 W

Pattern精确度 *2分辨率范围 *1－50.000 A ～ 50.000 A －200.000 A～ 200.000 A
*3

*3

分辨率

1 mA

1 mA

设定数

10000（Max步骤数）

10000（Max步骤数）

0.1s ～ 9999.9s（1步骤的时间范围）

0.1s ～ 9999.9s（1步骤的时间范围）范围精确度 *2分辨率

模式
定电力±（0.05% of set ＋10 ms）±（0.05% of set ＋10 ms）
100 ms

100 ms范围 *1－3000.00 W ～ 3000.00 W－12000 W ～ 12000 W

精确度 *2 *7±（0.5% of set ＋1 W）*5 ±（0.5% of set ＋10 W）*5

分辨率
设定数
时间
范围

范围
精确度 *2
分辨率

10 mW

1W

10000（Max步骤数）

10000（Max步骤数）

0.1s ～ 9999.9s

0.1s ～ 9999.9s
100 ms*1 范围根据连接的直流电源、电子负载装置的种类及配线状态等而不同*2 周围温度 ：18 ℃ 〜 28 ℃
*3 通过软件控制，外部装置被控制为测量值＝设定值。设定精度等同于测量精度。
控制周期是恒定电流 / 恒定电压控制 = 1ms，并且电池恒定电压控制 = 100ms。
*4 只有在安装电压 / 温度计组件 OP02-PFX（选购）或者电压计组件 OP03-PFX（选购）时才能进行设定
*4 60 V 量程 ：电池电压 5 V 以上、6 V 量程 ：0.5 V 以上
*5 测量电池电压，由设定的功率值用软件计算出控制电流（恒流控制）。1 次的计算处理时间（从电压测量到输出电流设定）大约是 1ms*6 工作电压范围是 1 V 以上。（使用 TL08-PFX 时，与是否有偏置电源无关）*7 在电池电压在 2 V 以上时。

8

充放电
电流测量

精确度 *2±（0.2 % of reading +0.1 % of rating）

分辨率

0.1 mA

1 mA

精确度
*2 *5

60 V 量程 -6.0000 V ～ 60.0000 V *3 -6.0000 V ～ 60.0000 V *3
6 V 量程-1.0000 V ～ 6.0000 V *4 -1.0000 V ～ 6.0000 V *4

60 V 量程±（0.05 % of reading +0.02 % of rating）±（0.05 % of reading +0.02 % of rating）

6 V 量程±（0.05 % of reading +0.04 % of rating）±（0.05 % of reading +0.04 % of rating）

0.1 mV

0.1 mV范围

0.000 W 〜 3000.000 W

0.0 W 〜 12000.0 W

精确度

软件演算
（电压测量 × 电流测量）

软件演算（电压测量 × 电流测量）

1 mW

100 mW范围

0.000 Ah ～ 2000.000 Ah 0.000 Ah ～ 2000.000 Ah

精确度 *2分辨率电压测量精确度 *2分辨率
精确度 *2 *7

功率
容量计算
时间 *6

依赖于电压，电流测量精度和时间的精度
1 mWh

1 mWh

±10 ppm（TYP 值）±10 ppm（TYP 值）-50.0000 A ～ 50.0000 A *1 -200.000 A ～ 200.000 A *1

精确度 *2±（0.2 % of reading +0.03 % of rating）±（0.2 % of reading +0.1 % of rating）

分辨率

0.1 mA

1 mA

测量值

平均电流、1 s 更新（测量是连续进行的）

平均电流、1 s 更新（测量是连续进行的）-6.0000 V ～ 60.0000 V *3

精确度
*2

60 V 量程-6.0000 V ～ 60.0000 V *3

6 V 量程-1.0000 V ～ 6.0000 V *4 -1.0000 V ～ 6.0000 V *4

60 V 量程±（0.05 % of reading +0.02 % of rating）±（0.05 % of reading +0.02 % of rating）

6 V 量程±（0.05 % of reading +0.04 % of rating）±（0.05 % of reading +0.04 % of rating）

0.1 mV

0.1 mV范围

-3000.000 W 〜 3000.000 W -12000.00 W 〜 12000.00 W

精确度 *2

软件演算（电压测量 × 电流测量）

软件演算（电压测量 × 电流测量）

1 mW

10 mW

分辨率
电流
容量计算

1 mAh

0.000 Wh ～ 120000.000 Wh 0.000 Wh ～ 120000.000 Wh

分辨率 *5电力测量

依赖于电流测量精度和时间的精度
1 mAh

范围

范围

±（0.05% of set ＋10 ms）±（0.05% of set ＋10 ms）
100 ms0.000 A ～ 200.000 A *1±（0.15 % of reading +0.02 % of rating）

范围

1W

精确度 *2

时间
范围

功率
容量计算

±（0.5 % of set＋1 W）*5 ±（0.5 % of set＋10 W）
*5
10 mW

0.0000 A ～ 50.0000 A *1

分辨率
电流
容量计算

0.000 V ～ 6.000 V

Pattern *6

模式
定电流

电力测量

精确度 *2

范围 *1

范围分辨率 *5

PFX2532

Static定电流充放电

PFX2532

范围设定精度
PFX2512

PFX2512
Static范围精确度 *2分辨率范围精确度 *2分辨率
確度 *2 *7

-2000.000 Ah ～ 2000.000 Ah -2000.000 Ah ～ 2000.000 Ah
依赖于电流测量精度和时间的精度
1 mAh

1 mAh

-120000.000 Wh ～ 120000.000 Wh -120000.000 Wh ～ 120000.000 Wh
依赖于电压，电流测量精度和时间的精度
1 mWh

1 mWh

±10 ppm（TYP 值）±10 ppm（TYP 值）*1 可测量范围 ：PFX2512 : -52.500 A ～ 52.500 A（TYP 值）、
PFX2532 : -210.000 A ～ 210.000 A（TYP 值）
超出上述范围时不保证精度。－值为放电电流值*2 周围温度 ：18 ℃ 〜 28 ℃
*3 可测量范围 ：-6.500 V ～ 65.000 V（TYP 值）超出上述范围时不保证精度。
*4 可测量范围 ：-6.500 V ～ 6.500 V（TYP 值）超出上述范围时不保证精度。
*5 6 V / 60V 量程共同
*6 充放电时、休止时的经过时间（终止条件）的精度*7 月误差相当于 30 秒

for BATTERY TEST SYSTEM规PFX2500 SERIES

格

测量精度

一般规格
PFX2512

PFX2532

高速采样
范围 *1

-50.0000 A ～ 50.0000 A -200.000 A ～ 200.000 A
1 ms
采样

电流测量

PFX2512
公称输入额定

精确度
10 ms
*1 *2
采样
*3
100 ms
采样

10 ms
采样

消耗功率

±（0.15 % of reading +0.05 % of rating）±（0.3 % of reading +0.1 % of rating）

工作温度、湿度范围

0 ℃ ～ 40 ℃、20 %rh ～ 85 %rh（无结露）±（0.15 % of reading +0.02 % of rating）±（0.2 % of reading +0.1 % of rating）

保存温度、湿度范围

-10 ℃ ～ 60 ℃、0 %rh ～ 90 %rh（无结露）

0.1 mA

1 mA-6.0000 V ～ 60.0000 V *4

-6.0000 V ～ 60.0000 V *4

6 V 量程-1.0000 V ～ 6.0000 V *5

-1.0000 V ～ 6.0000 V *5

1 ms
采样 *6

±（0.1 % of reading +0.1 % of rating）±（0.1 % of reading +0.1 % of rating）

10 ms
采样 *6

±（0.1 % of reading +0.05 % of rating）±（0.1 % of reading +0.05 % of rating）

60 V 量程 :±（0.05 % of reading +0.02 % of rating）

60 V 量程 :±（0.05 % of reading +0.02 % of rating）

6 V 量程 :±（0.05 % of reading +0.04 % of rating）

6 V 量程 :±（0.05 % of reading +0.04 % of rating）

0.1 mV所有采样设置都相同

0.1 mV所有采样设置都相同

100 ms
采样

电压测量

工作环境
输入输出端子与底盘间绝缘电阻

一次与底盘间

耐电压

10 ms
采样

一次与输入输出端子间
一次与底盘间

PFX2512

电磁适合性（EMC）*1 *2

外形尺寸
质量

附属品
PFX2532可测量范围-40.0 ℃ ～ 100.0 ℃

测量分辨率

0.1 ℃
±0.5 ℃（测量温度 0 ℃ ～ 40.0 ℃）±1 ℃（测量温度 -20 ℃ ～ 80 ℃）

参考（热敏电阻 103AT）
型号
R25

103AT-2、SEMITEC 制造
10.0 kΩ、25 ℃状态下公称零负载电阻值

使用温度范围

-50.0 ℃ ～ 110.0 ℃

温度精度 *3±0.5 ℃（测量温度 0 ℃ ～ 40.0 ℃）

容许差

±1 %

B 常数

3435K±1 %（测量温度 25 ℃）*1 温度测量并非追溯绝对温度。电阻 → 温度 换算值。
*2 测温体误差除外。
*3 周围温度 ：18 ℃～ 28 ℃保护功能PFX2512过电压保护（过充电）低电压保护（过放电）过电流保护PFX2532

1500 Vac、1分钟无异常适合以下指令及标准的要求 适合以下指令及标准的要求
EMC指令2014/30/EU
EMC指令2014/30/EU
EN 61326-1（Class A*5 ） EN 61326-1（Class A*5 ）EN 55011
EN 55011（Class A*5、Group 1*6 ） （Class A*5、Group 1*6 ）EN 61000-3-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-3-3【适用条件】【适用条件】
本产品连接的电缆及电线全 本产品连接的电缆及电线全部未满3 m部未满5 m

附带压接端子的电缆电阻（温度）测量部  *1

500 Vdc、30 MΩ 以上、70 %rh 以下

一次与输入输出端子间电源线 *7

温度测量 ※ 测温体使用热敏电阻 103AT-2（SEMITEC 制造）±60 Vmax

适合以下指令及标准的要求
低电压指令 2014/35/EU *2
EN 61010-1（Class I *3 , Pollution degree 2 *4）

超出额定输出范围时不保证精度。
周围温度 ：18 ℃ 〜 28 ℃
不包含因组合电源装置的脉动噪声、AC 线噪声（50 Hz/ 60Hz）造成的不稳定。
可测量范围：-6.500 V 至 65.000 V（TYP 值）。但是，不保证表中所列范围之外的值的精确度。
可测量范围：-6.500 V 至 6.500 V（TYP 值）。但是，不保证表中所列范围之外的值的精确度。
6 V / 60V 量程共同

测量精度 *2 *3

室内、过电压类别Ⅱ

安全性*1

100 ms
采样
*1
*2
*3
*4
*5
*6

60 VAmax
OP02-PFX安装三枚件时：80 VAmax

2000 m 为止

对地
电压

1 ms
采样
分辨率

60 VAmax
OP02-PFX安装三枚件时：80 VAmax

高度

60 V 量程

精确度
*1 *2
*3

90 Vac ～ 250 Vac±（0.4 % of reading +0.5 % of rating）

100 ms采样范围 *1输入电压范围

±（0.2 % of reading +0.5 % of rating）

1 ms
采样
分辨率

PFX2532

100 Vac ～ 240 Vac、
50 Hz / 60 Hz

参考外形尺寸图

参考外形尺寸图约 7 kg约 17 kg

1根

1根

4根（红:2根、白:2根）各45cm－

输入/输出端子用盖组

－端子盖 3 个、锁定用扎带 6 个输入/输出端子用螺钉组

－6組

负载输入端子用盖组－覆盖、辅助带  4 套

26芯扁平电缆

1根

1根

26芯扁平电缆的铁氧体磁芯1个

1个

20芯扁平电缆

1根

1根

20芯扁平电缆的铁氧体磁芯1个

1个

26芯电缆（PAT-T用）

－

1根

传感连接口

1个

1个

传感连接口盖组

－覆盖 1套、锁定用扎带 1个

热敏电阻

1个

1个

锁杆

2个

2个

1 根（直型）

1 根（直型）

1冊

1冊

LAN电缆（2 m）
使用说明书

*1 不适用于特别订购产品及改造产品。
*2 只限面板上标有 CE/UKCA 标识的产品。
当使用可选的电压表单元 OP03-PFX 时，适用于使用可选传感电缆 TL12-PFX（长度 ：约 3 m，连接器部 ：带盖，带芯）时。
*3 本产品为 Class I 装置。请务必将本产品的保护导体端子接地。如果未正确接地，安全性无法保证。
*4 污染是附着异物（固体，液体，或者气体）会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污
染度 2 则是指只有非导电性的污染，可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。
*5 本产品为 Class A 装置。并非以在工业环境中使用为目的。在住宅地区使用本产品有时
可能造成干扰。如果出现这种情况，为防止广播和电视播放信号接收受到干扰，有时需要用户采取减少电磁辐射的特措施。
*6 本产品为 Group 1 装置。本产品不为材料处理或检查 / 分析而以电磁辐射、诱导及 / 或
静电结合的形态，主动地发生 / 使用无线频率能源。
*7 电源线不符合 CE/UKCA 标准，因此根据发货目的地的不同，可能不包括在内。

软件OVP、硬件OVP软件UVP、硬件UVP
软件OCP *1、硬件OCP、负载短路保护

容量保护（过充放电）

软件OAH *2过温度保护（被试品）

软件OTP

其他

感振报警

*1 对于软件 OCP，应用软件自动设定设定电流。
*2 应用软件将公称容量乘上设定的百分比的值设定为容量。

9

选购件
2512

电压、温度计单元［OP02-PFX］

2532

需要对电池组的各电池状态进行监视时，请安装■电压、温度计单元 OP02-PFX 规格

选购件的电压，温度计单元 OP02-PFX。通过OP02-PFX

在 PFX2512，PFX2532 上 安 装 OP02-PFX，

电池测量功能可利用 1 块分别对 4 个电池的电压及温度进行Static监视和记录。（端口 Max 可安装 3 块）电池电压

每 100ms 的平均电压（Cell Voltage）

电池温度

以热电偶作为测温体的温度测量功能，1 秒更新（Cell Temperature）

对于多直列电池组，监视电池间的平衡极为重要，因此，电压，温度计单元可根据各电池的状态结束充放电控制。并且，加入了电池组内的平衡（Max 电压电池电压测量Static－ Min 电压）扩大时，使充放电动作结束的功能。此外，进行脉冲放电时，对

测量端子数

4

于负载变动，可使所有电池在同步后的相同时机进行电压测量。

范围  *1ー 2.0000V 〜 20.0000V

精确度  *2±（0.05 % of reading + 0.02 % of rating）

分辨率

0.1mV

测量值

每 100ms 的平均电压

测量间隔

100ms

电池温度测量热电偶电压（温度）测量部  *3

■扩展功能

测量端子数

4

热电偶种類

K型

测量范围  *4ー 100.0℃〜 400.0℃

测量精度  *2 *5±1.5℃（TYP 值）

基准接点精度  *2 6

±0.5℃（TYP 值）

分辨率

0.1℃

测量间隔

1s

*1 可输入 -20V ～ 22V。
*2 周围环境温度 ：18℃～ 28℃。
*3 温度单位以 JIS C 1602-1995（ITS-90）为基准。（ITS-90: 国际温度刻度）*4 根据热电偶的规格（热电偶的种类，线径，覆盖）不同，所对应的测量温度范围也不同。
*5 在热电偶校准电压产生时的测量*6 显示有内置传感器的性能。表示热电偶连接部（接口）的温度测量精度。
温度计的精度＝测量精度＋基准接点精度＋热电偶允许范围内的误差。

监测数据 ：电池电压 / 电池温度
充电终止条件 ：电池电压 / 电池温度 / 电池间的电压差放电终止条件 ：电池电压 / 电池温度 / 电池间的电压差
充放电终止条件 ：电池电压 / 电池温度 / 电池不平衡
保护功能 ：电池电压 / 电池温度 / 电池间的电压差■受制限功能1 台计算机可控制的频道数 Max 为 5ch。

电压计单元［OP03-PFX］

2512

2532

通过将电压计单元 OP03-PFX 安装到■电压计单元 OP03-PFX 规格

SL01-PFX 的选件插槽，可以增设电压OP03-PFX电池电压测量功能的测量点。如果 SL01-PFX 的所有选件测量端子数插槽安装 OP03-PFX（Max 8 个），电压的测量点可以增设至 64 个。

8

范围 *1

－ 2.0000V 〜 20.0000V

精确度 *2±（0.05 % of reading + 0.02 % of rating）

分辨率

0.1mV

测量值

每 100ms 的平均电压

测量间隔

100ms

*1 可输入 -20V ～ 22V。  *2  周围环境温度 ：18℃～ 28℃。

8 孔插槽单元［SL01-PFX］

2512

2532
■ 8 孔插槽单元 SL01-PFX 规格
项目

内容

插槽数

8

对应板 *1

OP03-PFX

8ch 电压表单元

LAN（Ethernet）

用于 PC 连接Sync 连接器

用于 EX01-PFX 连接输入电压范围 90Vac ～ 250Vac

50Hz/60Hz

功耗 60 VAmax

OP03-PFX 安装 8 张时 ：80 VAmax

接口电源

后面板（发货时）环境

备注

工作温度 0℃～ 40℃
工作湿度 20%rh ～ 85%rh 无结露现象

其他

外形尺寸 214.5W×155H×410D ㎜

质量约 5 KgOP03-PFX 安装 8 张时

100V 系电源线（1）8 孔插槽单元 SL01-PFX 是连接到充电 / 放电系统控制器 PFX2500 系列以扩200V 系电源线（1）展电压测量点的单元。将连接器板 EX01-PFX 安装到 PFX2500 系列。

EX01-PFX（1）*2

PFX2532/2512 用于插槽安装在大功率电池模块的评价试验中不可或缺，能够对单元电压的变异测量进行高

插槽盖板（7）

空槽用盖

LAN 电缆（1）2m 直线型

14 芯扁平电缆（1）50cm

性度评价。如果 SL01-PFX 的所有插槽（Max 8 个）安装电压计单元 OP03PFX，电压的测量点可以增设至 64 个。 此外，如果 PFX2500 系列安装电压 /温度计单元 OP02-PFX，电压的测量点可以增设至 72 个。

附件（数）扁平电缆芯（1）锁定杆（2）*1 OP02-PFX 无法安装。  *2  出厂时已安装在 SL01-PFX 中。

10for BATTERY TEST SYSTEMPFX2500 SERIES

2512

负载电缆套件［TL08-PFX］
负载电缆（电压 / 电流 / 温度线）■ 额定 50A■ 电缆全长 5m■ 附带热敏电阻■ 105℃耐热2512传感电缆套件［TL09-PFX］

2532

电压 / 温度计单元用引线■ 4 电池数量

I/F 电缆［SC05-PFX］

2512

2532

2512

2532

用于电子负载装置 PLZ-5W 连接■ K 型热电偶

■ 电缆全长 5m

2532

电缆套件［TL10-PFX］

I/F 电缆［SC07-PFX］
用于直流稳压电源 PWR-01 连接连接电缆用于连接 PFX2532 和电池，电源装置，电子负载装置■ 额定 200A■ 样品电缆全长 3m■ 附带热敏电阻的电压传感电缆■ 设备间电缆全长 60cm

■ Max 使用温度 75℃（样品电缆）■ KRA3（英制尺寸 EIA 规格） ■ KRA150（毫米尺寸 JIS 规格）

2512

传感电缆套件［TL11-PFX］

2532

用于 OP03-PFX 的传感电缆套件■ 8 个单元电压测量用测试引线■ Max 使用温度 ：105℃

2532

机架安装支架■  KRB3-TOS（英制尺寸 EIA 规格） ■ KRB150-TOS（毫米尺寸 JIS 规格）■ 电缆全长 5m■ 样品尖端切断2512

传感电缆套件［TL12-PFX］

2532■ 8 个单元电压测量用测试引线

2512

支架系统

用于 OP03-PFX 的传感电缆套件■ Max 使用温度 ：105℃

2512

机架安装框架■ CE 标志应对产品

2532

也承接支架安装作业。
■ 电缆全长 3m■ 样品尖端切断■系统支架 ：KRC363L  

■ CE 标志应对产品■作业费、运输费 ：敬请垂询。

BPChecker3000 与 Vehicle Spy3 的联动
PFX2512，PFX2532 系统可与安装有 BMS（Battery Management System）的电池组连接。
通 过 组 合 专 用 应 用 软 件“BPChecker3000”
与车载网络分析工具“Vehicle Spy3”，能够
在与 BMS 进行通信的同时进行充放电试验。
■功能示例（根据 BMS 规格，有时无法实现 ※）●充放电试验过程中记录 BMS 数据（文本文件保存）● BPChecker3000 接收 BMS 发出的报警，
停止充放电试验
●充放电试验开始时等，自动向 BMS 发送指
定的参数● BMS 设定参数读取 / 写入●系统概略图
PFX2512 System

装备BMS的DUT（被试品）

CAN

PC

LAN

USB

ValueCAN3※ 根据客户告知的 BMS 规格，本公司定制 Vehicle
Spy3。每个客户的 BMS 规格均不相同，请另行垂询。
并且，关于应用软件“Vehicle Spy3”，敬请垂询以

TextAPI下部门。
Intrepid Control Systems Japan嵌入车载装置（ECU）开发工具
HonCyo Amber Bulding 7F
6-52 Hon-Cyo, Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 231-0005 Japan
TEL ：045-263-9294

www.intrepidcs.com

BPChecker3000 Graph Viewer

Vehicle Spy3（Graphical Panel）
画面根据 BMS 规格而不同。

11

与PFX2500系列组合
■操作已验证的组合（型号ID）【 截至2022年3月 】
希望使用没有确定型号 ID 的组合时，请另行洽谈。型号 ID 将会逐步扩充。更多的组合信息请参考我司网站的产品信息。
机型ID

充电用电源

PFX25127103

PWR1600L

机型ID

放电用电子负载

充电用电源

PFX2532

PLZ1004W×2（并联）※2

7301

放电用电子负载

PWR1600L×2（并联）PLZ1004W ※2 ＋ 2004WB

7105 ※4

PAT60-67T

PLZ1004W＋2004WB ※1

7302

PAT60-133T

PLZ1004W ※2 ＋ 2004WB×2（并联）※3

7106

PWR1600L

PLZ1004W ※27303

PAT40-200T

PLZ1004W ※2 ＋ 2004WB×2（并联）※3

7107

PAS10-70

PLZ1004W ※27304

PAT40-200T

PLZ1004W ※2 ＋ 2004WB

7110

PAS40-27

PLZ1004W ※27305

PWR1600L

PLZ1004W ※2

7112

PAS10-35

PLZ334W ※27306

PAT40-200T

PLZ1004W ※2

7119

PWR1600L

PLZ1004W＋2004WB ※1

7307

PWR1600L

PLZ1004W×2
（并联）

7121

PWR400L

PLZ334W ※2

7351

PWR1201L

PLZ1205W ※2

7122

PAS60-12

PLZ664WA ※27352

PWR1201L

PLZ1205W×2（并联）※2

7124

PAS40-9

PLZ1004W ※27353

PAT60-133T

PLZ1205W＋2405WB×2 ※27125

PWR1600L

PLZ664WA ※27354

PAT40-200T

PLZ1205W ※27126

PWR801L

PLZ1004W ※27355

PAT40-200T

PLZ1205W＋2405WB※27127

PWR801ML

PLZ1004W ※27356

PAT40-200T

PLZ1205W＋2405WB×2 ※2

7128

PWR1201L

PLZ1004W ※27357

PAT40-200T

PLZ1205W＋2405WB×3 ※27151

PWR401L

PLZ205W ※27358

PAT40-200T

PLZ1205W＋2405WB×4 ※1

7152

PWR401ML

PLZ205W ※27359

PAT80-100T

PLZ1205W＋2405WB×4 ※1

7153

PWR401L

PLZ405W ※27154

PWR401ML

PLZ405W ※27155

PWR801L

PLZ1205W ※27156

PWR801ML

PLZ1205W ※2

7157

PWR1201L

PLZ1205W ※2

7158

PWR1201ML

PLZ1205W ※27159

PWR1201ML

PLZ1205W×2（并联）※27160

PWR1201ML

PLZ1205W＋2405WB ※1*1 M 量程 *2 H 量程
*3 可以与本公司生产的大功率直流电子负载装置专用智能机架系统 PLZ5004W SR 进行调换。
*4 需要单独的连接电缆。请联系您的销售代表了解详情。
* 连接 PWR-01 系列和 PFX2500 系列需要 SC07-PFX（选件）。
* 连接 PLZ-5W 系列和 PFX2500 系列需要 SC05-PFX（选件）。

【路径损失概念图】
100W 损失〈充电时〉

PFX2500
系列

1500W
27V-50A

BATTERY充电电流流动时，DUT 电缆、连接电缆、PFX2500 系列电流电路等产生电压下降。该电压
下降造成的充电时的电力损失称为路径损失。充电时可利用的 Max 电力为减去路径损失后的值。［充电 Max 电力 = 直流电源 Max 额定电力 - 路径损失］（例：PWR1600L）
1600W 输出时32V-50A

BATTERY

直流电源■ 选择充电用电源时的注意事项（关于路径损失）

10V-50A

分路电阻

〈放电时〉

■ 选择放电用电子负载装置时的注意事项（放电 Min 工作电压）电子负载装置电子负载装置设有 Min 工作电压（PLZ1004W 为 1.5V），低于此电压时无法工作。加上路径损失（电压下降）后的电压为放电 Min 工作电压。［放电 Min 工作电压 = 电子负载装置
Min 工作电压＋路径损失造成的电压下降］（例：PLZ1004W）
2V-50AV

PFX2500
系列

2V

10V

V

分路电阻

外形尺寸图
［PFX2512 ］［ PFX2532 ］
4-M3螺孔（MAX深度8mm）

275

70

4-M3螺孔（MAX深度8mm）

425

27.25

371

160

27.25

29.25

70

29.25
MAX10

128

MAX155

429.5

MAX20

124

MAX440400

MAX600550

MAX145

MAX10

214.5

单位mm
单位mm

●销售代理店

1-1-3, Higashiyamata, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0023, Japan
Phone:(+81)45-593-0200, Facsimile:(+81)45-593-7591, https://global.kikusui.co.jp/

1-310-214-0000 https://kikusuiamerica.com/
3625 Del Amo Blvd, Suite 160, Torrance, CA 90503
Phone : 310-214-0000 Facsimile : 310-214-0014

www.kikusui.cn
上海市长宁区仙霞路137号 盛高国际大厦305室
电话:(021)-5887-9067 传真:(021)-5887-9069■由于改善规格和设计等原因，有未经通知而更改的情况。■由于诸原因，有更改名称、价格或者停止生产的情况。■在产品目录所记载的公司名、产品名为商标或者注册商标。■产品目录所记载的我公司产
品，是以在具有相应专业知识的监督者的监督下使用为前提的业务用机器、设备，不是对一般家庭和消费者设计、制造的产品。■由于印刷的情况原因，产品目录所登载的照片和实际产品的颜色、质感等可能有些差异。■有关在订货、签约时的疑问，请向我公司营业部门确认。另外，对于未经确认产生的责任，我公司有不承担其责任的情况。请予以谅解。

2022年12月发行

202212PDFCC61