コンクリートの検査とelcometer.com
1
金属探査

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査

かぶり厚測定装置と鉄筋探査機は、鉄筋や金属管を覆っているコンクリートの厚さを測定する装置です。かぶり厚測定装置では、鉄筋からコンクリート表面までの距離、鉄筋の方向と直径を測定します。
鉄筋探査機は、コンクリートの下に鉄筋があるかどうかと、鉄筋の向きを調べるのに使います。
建物の保全・改修工事では、鉄筋や金網、間柱など、金属製建材の正確な位置を知ることが非常に重要です。Elcometerでは、毎日の作業に役立つ使いやすい装置をお手頃な価格でご用意しています。
テストハンマーは、コンクリートの圧縮強度の判定用に、最もよく使われている装置です。コンクリートの質と強度をすばやく簡単に測定でき、検査にかかる費用も安くて済みます。
アナログ表示とデジタル表示の2機種あります。

2

コンクリート面の多くに、保護被膜や化粧被膜が施されています。このような被膜がすぐに剥がれてしまうと、少なくとも塗り直しの費用がかかります。
塗装前の表面と塗膜の付着力の両方が仕様を満足しているかは、付着性試験で判定します。
コンクリートは多孔質なので、水分を吸収します。
この水分の測定には、Elcometerの水分計と気候条件の測定機器がお役に立ちます。
コンクリートや他の建材に入ったひび割れの幅を測定する装置もあります。
さらに、頑丈でどこでも簡単に使える金属探知機も各種取り揃えています。

コンクリートの検査 - リバウンドハンマー
アナログ式コンクリートテストハンマー

Elcometer 181

コンクリートテストハンマーは、コンクリートや石材の圧縮強度を低コストです
ばやく簡単に測定できる装置です。
非破壊式試験機として最も広く使われており、Elcometerでは、アナログ式とデジタル式の2機種ご用意しています。
ハンマーには、バネ式プランジャーが付いており、一定の力で表面を打撃できるようになっています。返ってきた衝撃(反発力)によって重りが動き、ハンマー本体の目盛に「反発度」として示されます。
この反発度の値から、ハンマーに付いている換算目盛を使って、衝撃の角度に応じた圧縮強度を計算します。
主な特長：• 衝撃エネルギー : 2.207Nm• 試験面を磨く砥石付き• アルミニウム製本体• 反発度を本体目盛で読み取り• 換算用目盛で、反発度の値から圧縮強度をすばやく計算• 換算時に衝撃の角度を選択可能

適合規格 :
ASTM C805, BS 1881:202, DIN 1048,
EN 12504-2, ISO 8045, NFP18-417,
UNI 9189

仕様
コード番号

説明証明書

W181----1

Elcometer 181アナログ式コンクリートテストハンマー(目盛 : MPaとpsi)

精度

反発度の指示値±2(反発度80の校正用アンビル使用時)

分解能

反発度2

測定範囲

反発度10～100

本体寸法

ハンマー : 長さ280mm (11.02インチ)、直径55mm (2.17インチ)○ケース収納時：長さ350mm (13.78インチ)、直径80mm (3.15インチ)
重量

ケースを含み1.5kg (3.3ポンド)

内用品

Elcometer 181アナログ式コンクリートテストハンマー、プラスチック製収納ケース、砥石、取扱説明書

アクセサリー
TW99919563

校正用アンビル(検査証明書付き)○ 校正証明書(オプション)。

elcometer.com

3

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
Elcometer 331HM

腐食検査専用Elcometer 331は、コンクリート内の鉄筋と鋼鉄の腐食検査を行うための頑丈な装置です。

本体とヘッドにある4つのボタンであらゆる機能に片手でアクセス交換可能な腐食検査用プローブがあります(22-14ページ参照)

コンクリート内の鉄筋と鋼鉄の腐食状況をす
ばやく検査

データをPCまたはプリンタに出力内蔵メモリに読み取り値を240,000個まで保存可能*

CoverMaster™
ソフトウェア適合規格 :
ASTM C876-91, DGZfP:B3,
Concrete Society Technical Report 60,
UNI 10174

腐食検査機の測定原理
腐食が起きるとコンクリート表面の酸化鉄保護膜が壊れ、鉄とコンクリートの間に電気化学反応が発生します。
腐食試験では、コンクリート表面に基準電極を配置し、電極間の電位の差を記録します。電位に差がある箇所は、腐食する可能性が高いか、すでに腐食しています。
Elcometer 331モデルHMにはメモリが付いており、最高240,000点の読み取り値を1列バッチまたはグリッド式バッチで保存できます。

4

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
腐食検査専用Elcometer 331HM

製品の特長
説明モデル
コード番号

腐食検査専用HMW331HM--4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

腐食検査
バックライト付きの大きなグラフィックディスプレイ
多言語のメニューIP65規格準拠の防水加工
信号音の音量調節、イヤホン用ソケット
CoverMaster™ソフトウェア
統計解析←

下限値以下 ( または<)、許容範囲内 (測定範囲以上 ( )空の値 ( )←-

読み取り回数 (ƞ)、平均値 (x)標準偏差 (σ)、変動係数 (CV%)
最小読み取り値 ( )、最大読み取り値 (測定範囲以下(<<)))、上限値以上 ( または>)測定日時の記録
メモリ容量
列データのバッチ

最高200バッチ、1バッチあたりの読み取り値1,000個まで#読み取り値240,000個まで#グリッドデータのバッチ■■データのプロット
しきい値のプロット

仕様
測定範囲
使用温度
電源
本体寸法
内用品*

-999mV ～ +999mV
精度±5mV0 ~ 50°C (32 ~ 120°F)
7.4V充電池パック、寿命：連続使用32時間(バックライトをオンにした場合は20時間)
充電時間は4時間、装着したまま、または外付け充電器で充電可能
230 x 130 x 125mm (9 x 5.1 x 4.9 インチ) 重量
1.6kg (3.5ポンド)
Elcometer 331腐食検査機、25mの延長ケーブルとリール、鉄筋との接続用クリップ付きケーブル
1.7m (赤)、腐食検査用ケーブル1.7m (黒)、充電池パックと充電器 (英国、欧州、米国仕様)、イヤホ
ン、肩紐、プラスチック製収納ケース、取扱説明書、CoverMaster™ソフトウェア、PC接続用ケーブル

画面

統計値を表示する読
み取り値画面グリッド式のバッチで読み取り値をすばやくチェック

測定結果が一目でわかるプロットを表示

しきい値のプロットで測定値の合否をすばやく分析

列データ：最高200バッチ、1バッチあたりの読み取り値1,000個まで、 グリッドデータ：最高1,000バッチ、読み取り値240,000個まで* 探査ヘッドと腐食検査用プローブは含まれていません。別途ご注文ください、(22-14ページ参照)#elcometer.com

5コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
Elcometer 331B

鉄筋のかぶり厚測定

Elcometer 331Bは、コンクリート内の鉄筋の位置と向き、かぶり厚をすばやく正確に測定できる使いやすい検査機です。

鉄筋の位置と向きをすばやく正確に探知本体とヘッドにある4つのボタンであらゆる機能に片手でアクセス交換可能な各種探査ヘッド(22-14ページ参照)

鉄筋寸法の国際規格の選択：
メートル、米国式番号、ASTM/カナダ、日本適合規格 :

かぶり厚測定装置の使い方

ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201,
BS1881:204, BS8110, CP 110, DGZfP:B2,
DGZfP:B3, DIN 1045, EC2, SIA 262,
SS-EN 206, UNI 10174,
Concrete Society Technical Report 60

コンクリート内の鉄筋の位置と方向を調べるには、かぶり厚測定装置に探査ヘッドを接続し、コンクリートの調べたい箇所をスキャンします。
探査ヘッドが鉄筋に近づくと、探査ヘッドのLEDが点灯し初めます。鉄筋との距離が近くなるほど、警告音が強くなり、ディスプレイの信号強度インジケーターのバーの位置が高くなります。
バーが探査ヘッドの中心の下までくると、警告音が最も大きくなり、測定装置のディスプレにかぶり厚さが表示されます。号
強度インジケーターのバーは最大になります。
鉄筋の位置が深すぎて測定できない場合は、かぶり厚が無限大と表示されます。
Elcometer 331かぶり厚測定装置モデルBはメモリ無しのエントリレベルの装置で、鉄筋をすばやく見つけてかぶり厚を測定する場合にのみ使用します。

6

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
鉄筋のかぶり厚測定

Elcometer 331B

交換可能な探査ヘッドとボアホールプローブ
様々なニーズに1台で対応できるよう、交換可能な探査ヘッドとボアホールプロー
ブを取り揃えています。

深部探査用ヘッドElcometer 331モデルBで使用可能な探査ヘッドには、標準、狭間隔用、深部用、ボアホール用の4種類あります。
標準探査ヘッドはほどんどの検査条件に適しており、狭間隔用探査ヘッドは鉄筋の間隔(ピッチ)が狭い場所のかぶり厚を正確に測定できます。
深部用探査ヘッドは、コンクリートの奥深く埋まっている鉄筋を探査するのに最適です。
ボアホールプローブは、埋設管の探査や奥深く何層もの鉄筋が重なっている場合の探査に最適です。
探査ヘッドの交換はとても簡単です。まず、かぶり厚測定装置の電源を一旦切ってから探査ヘッドを交換し、再度電源を入れて測定装置をゼロに設定するだけです。
探査ヘッドについて詳しくは、22-12ページを参照してください。

ナローピッチ
サーチヘッド標準型探査ヘッド

ボアホール
プローブ

製品の特長
説明
モデル
コード番号
かぶり厚測定と鉄筋探査
鉄筋の方向測定
かぶり厚測定かぶり厚測定値(mmまたはインチ)表示
バックライト付きの大きなグラフィックディスプレイ
多言語のメニュー
信号強度インジケーター
相互交換可能なヘッド、LEDとキーパッド
鉄筋の規格寸法/番号の指定
IP65規格準拠の防水加工信号音の音量調節、イヤホン用ソケット

かぶり厚測定装置
B
W331B---4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

動作モードと信号音設定■

探査(鉄筋に近づくにつれ音量大)

仕様
使用温度
電源
本体寸法
内用品

0 ~ 50°C (32 ~ 120°F)
7.4V充電池パック、寿命：連続使用32時間(バックライトをオンにした場合は20時間)
充電時間は4時間、装着したまま、または外付け充電器で充電可能
230 x 130 x 125mm (9 x 5.1 x 4.9インチ)
重量
1.6kg (3.5ポンド)
Elcometer 331かぶり厚測定装置、標準探査ヘッドと探査ヘッド接続用ケーブル、充電池パックと充電器(英国、欧州、米国仕様)、イヤホン、肩紐、プラスチック製収納ケース、取扱説明書

elcometer.com

7

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
Elcometer 331

鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査機

Elcometer 331は、鉄筋探査、かぶり厚測定、腐食検査の全機能を1台に搭載しており、現場での作業をより効率的にこなすことができます。
鉄筋の位置と向きをすばやく正確に探知内蔵メモリに読み取り値を240,000個まで保存可能

腐食検査モードでコンクリート内の鉄筋と鋼鉄の腐食状況をすばやく検査

本体とヘッドにある4つのボタンであらゆる機能に片手でアクセス
データをPCまたはプリンタに出力

CoverMaster™
ソフトウェア

鉄筋寸法の国際規格の選択：
メートル、米国式番号、ASTM/カナダ、日本適合規格 :
ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201,
BS1881:204, BS8110, CP 110,
DGZfP:B2, DGZfP:B3, DIN 1045,
EC2, SIA 262, SS-EN 206,
Concrete Society Technical Report 60,
UNI 10174

8

ニーズに応じて交換可能な探査ヘッド、ボアホールプローブ、腐食検査用プローブ

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査機

Elcometer 331

交換可能な探査ヘッド、ボアホールプローブ、腐食検査用プローブ

かぶり厚測定モード時の表示

様々なニーズに1台で対応できるよう、交換可能な探査ヘッド、ボアホールプロー
ブ、腐食検査用プローブを取り揃えています。
探査ヘッドの交換はとても簡単です。まず、かぶり厚測定装置の電源を一旦切ってから探査ヘッドを交換し、再度電源を入れて測定装置をゼロに設定するだけです。

標準型探査ヘッド•

ほとんどの検査条件に適しています。

ナローピッチサーチヘッド•

鉄筋の間隔(ピッチ)が狭い場所のかぶり厚を正確に測定できます。

深部探査用ヘッド•

コンクリートの奥深く埋まっている鉄筋を探査するのに最適です。

高張力鋼とステンレス鋼探査ヘッド•

腐食検査モード時の表示

高張力鋼とステンレス鋼の探査に最適です。

ボアホールプローブ•

埋設管の探査や奥深く何層もの鉄筋が重なっている場合に便利です。

腐食検査キット•

硫酸銅溶液に銅電極を浸した半電池、または塩化銀溶液に銀電極を浸した半電池が含まれています。

•

どちらも密封されており、他の液を混合する必要はありません。

•

ケーブルの長さは25m (80フィート)です。

•

半電池には、5年間の品質保証が付いています。

elcometer.com

9コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
Elcometer 331

鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査機

製品の特長
説明
モデル
コード番号
かぶり厚測定と鉄筋探査
腐食検査
鉄筋の方向測定
かぶり厚測定かぶり厚測定値(mmまたはインチ)表示
バックライト付きの大きなグラフィックディスプレイ
多言語のメニュー
信号強度インジケーター
相互交換可能なヘッド、LEDとキーパッド
鉄筋の規格寸法/番号の指定
IP65規格準拠の防水加工
信号音の音量調節、イヤホン用ソケット

鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査機
BHSHTH
THD
W331BH--4 W331SH--4 W331TH--4 W331THD-4
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

動作モードと信号音設定■

探査(鉄筋に近づくにつれ音量大)かぶり厚(一定のかぶり厚以下で信号音)
Maxpip™(鉄筋の中央で信号音)■

半電池の電極電位測定(mV)
鉄筋の寸法の自動推定
直交測定による補正
RS232接続によるPCまたはプリンタへのデータ出力
CoverMaster™ソフトウェア
統計解析←

最小読み取り値 (測定範囲以下(<<))、最大読み取り値 (下限値以下 ( または <)、許容範囲内 (
測定範囲以上 ( )空の値 ()

かぶり厚の上限と下限指定
測定日時の記録
メモリ容量
列データのバッチ
グリッドデータのバッチ←

読み取り回数 (ƞ)
平均値 (x)
標準偏差 (σ)
変動係数 (CV%)))、上限値以上 ( または>)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■■■■■■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

1,000読み取り毎、10リニアバッチメモリ

最高200バッチ、1バッチあたりの読み取り値1,000個まで#

最高200バッチ、1バッチあたりの読み取り値1,000個まで#読み取り値240,000個まで#読み取り値240,000個まで#

■
■
■

■
■
■

バッチサイズの指定
データのプロット
しきい値のプロットステンレス鋼探査モード#

列データ：最高200バッチ、1バッチあたりの読み取り値1,000個まで、 グリッドデータ：最高1,000バッチ、読み取り値240,000個まで

10■コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査機

Elcometer 331

仕様
測定範囲
使用温度-999mV ～ +999mV

精度±5mV0 ~ 50°C (32 ~ 120°F)

電源

7.4V充電池パック、寿命：連続使用32時間(バックライトをオンにした場合は20時間)
充電時間は4時間、装着したまま、または外付け充電器で充電可能

本体寸法
内用品:

230 x 130 x 125mm (9 x 5.1 x 4.9インチ)
重量1.6kg (3.5ポンド)
Elcometer 331かぶり厚測定装置と腐食検査機、腐食検査ヘッドと探査ヘッド接続用ケーブル、充電池パックと充電器(英国、欧州、米国仕様)、イヤホン、肩紐、プラスチック製収納ケース、取扱説明書、CoverMaster™ソフトウェア(SH、TH、THD)とPC接続用ケーブル(SH、TH、THD)

かぶり厚測定モードと腐食検査モード
鉄筋探査、かぶり厚測定、腐食検査の全機能を1台に搭載したこの装置は、現場での測定ニーズに応じてかぶり厚測定モードを腐食検査モードに簡単に切り替えることができます。
かぶり厚測定モード：鉄筋のかぶり厚を測定し、コンクリート内の鉄筋の位置と向きを調べることができます。標準、狭間隔用、深部用の探査ヘッド、ボアホールプローブのいずれかを使用します。
腐食検査モード：コンクリート内の鉄筋と鋼鉄の腐食状況をすばやく検査できます。硫酸銅溶液に浸した銅電極、または塩化銀溶液に浸した銀電極を使用します。
Elcometer 331かぶり厚測定装置および腐食検査機には、BH、SH、TH、THDの4つのモデルがあります。
Elcometer 331モデルBH：メモリ無しのエントリ機種。
Elcometer 331モデルSH：メモリ付きの中位機種。最高1,000点の読み取り値を1列バッチで保存できます。
Elcometer 331モデルTH：メモリ付き。最高240,000点の読み取り値を1列バッチまたはグリッド式バッチで保存できます。
Elcometer 331モデルTHD：メモリ付き。最高240,000点の読み取り値を1列バッチまたはグリッド式バッチで保存できます。
ステンレス鋼鉄筋も探査できます。

elcometer.com

11

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
Elcometer 331

鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査機

鉄筋の規格寸法は、Elcometer 331モデルB、BH、SH、TH、THDの腐食検査モードで使用できます。
鉄筋の寸法は、4つの規格(メートル法、米国式番号、ASTM/カナダ、日本)に従って、かぶり厚測定装置に保存されます。そのため、検査を実施する国や地域が変わっても、正確な測定結果が得られます。
高張力鋼、グレード304と316の鋼材、二相ステンレス鋼を測定する場合は、鉄筋の規格寸法を手動で入力するか、自動推定機能を使ってください。

メートル
規格寸法
直径. (mm)
5512

米国式番号
規格寸法
直径. (インチ)#20.250

ASTM/カナダ
規格寸法
直径. (mm²)
10M
100

日本
規格寸法
6直径. (mm)
65.5

5.5

#30.375

15M

200

101066#40.500

20M

300

131377#50.625

25M

500

161688#60.75030M

700

191999#70.875

35M

1,000

22221010#81.000

45M

1,500

25

25

1111

#91.125

55M

2,500

29291212#101.250

3232

14

14

#111.375

3535

1616

#121.500

3838

1818

#131.62541412020#141.750

44442222#151.875

48482525#162.000

51512828#182.250

575732323636404044445050

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検査
CoverMaster™ソフトウェア Software

Elcometer 331

ElcometerのCoverMaster™ソフトウェアは、データを効率よく効果的に管理するためのツールです。
Elcometer 331のモデルHM、モデルSH、モデルTH、モデルTHDで使用できます。

データは、検査機からPCにRS232接続で送信します。
かぶり厚と電位のどちらの測定値でも、写真やWord文書、Excelスプレッドシートなどのファイルと共に保存することができます。

CoverMaster™ソフトウェアは、Elcometer 331のバッチデー
タ保存機能を持つモデルに無料で付属しています。
特長 :•検査機から転送したデータをわかりやすい図やグラフで表せます•

グリッドをその読み取り値によって色分けしたり、グレースケールを付けたりできます•

かぶり厚と電位の両方のデータを同じグラフや図にプロットできます•

検査報告書のカスタマイズ機能が備わっています。例えば、会社のロゴ、写真や注釈を付けられます•

CoverMaster™に集めたデータをExcelやWord、PowerPointに直接送信して、分析したりプレゼンテーションに組み込んだりできます•

CoverMaster™は、測定データと写真、指示書やPDFファイルなど、総合的な報告書作成に必要な情報を管理する中央の場所になります

elcometer.com

13

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検
Elcometer 331

アクセサリーElcometer 331のモデルBH、SH、TH、THD用の探査ヘッド、ボアホールプローブ、腐食検査用プローブはすべて検査現場で相互に取り換えることができます。検査機本体をElcometerや取扱店に送る必要はありません。
モデルSH、TH、およびTHDには、Covermaster™ソフトウェアとEDTS Excel Linkソフトウェア(データ転送用ソフトウ
ェア)、PCとの接続用ケーブルが付属しています。
モデルBには腐食検査機能が搭載されていないので、腐食検査用プローブを接続することはできません。
標準型探査ヘッド
ほとんどの検査条件に適しています。
コード番号
測定範囲

TW33119124-1A
40mm (1.6インチ)の鉄筋、かぶり厚15～95mm (0.6～3.75インチ)8mm (0.3インチ)の鉄筋、かぶり厚8～70mm (0.3～2.75インチ)

寸法

155 x 88 x 42mm / 6,1 x 3,5 x 1,65インチ

感知面積

120 x 60mm / 4,72 x 2,36インチ

ナローピッチサーチヘッド
鉄筋の間隔(ピッチ)が狭い場所のかぶり厚を正確に測定できます。
コード番号

TW33119124-2A

測定範囲40mm (1.6インチ)の鉄筋、かぶり厚15～95mm (0.6～3.75インチ)8mm (0.3インチ)の鉄筋、かぶり厚8～70mm (0.3～2.75インチ)

寸法

155 x 88 x 42mm (6.1 x 3.5 x 1.65インチ)

感知面積

120 x 60mm (4.72 x 2.36インチ)深部探査用ヘッド
コンクリートの奥深く埋まっている鉄筋を探査するのに最適です。
コード番号

TW33119171A

測定範囲40mm (1.6インチ)の鉄筋、かぶり厚35～180mm (1.4～7インチ)8mm (0.3インチ)の鉄筋、かぶり厚25～160mm (1～6.3インチ)

寸法

170 x 94 x 54mm (6.7 x 3.7 x 2.1インチ)

感知面積

160 x 80mm (6.3 x 3.15インチ)

高張力鋼とステンレス鋼探査ヘッド
高張力鋼とステンレス鋼の探査専用ヘッドです。
コード番号

TW33120014D

測定範囲40mm (1.6インチ)の鉄筋、かぶり厚35～180mm (1.4～7インチ)8mm (0.3インチ)の鉄筋、かぶり厚25～160mm (1～6.3インチ)

14

寸法

170 x 94 x 54mm (6.7 x 3.7 x 2.1インチ)

感知面積

160 x 80mm (6.3 x 3.15インチ)

コンクリートの検査 - 鉄筋のかぶり厚測定と腐食検アクセサリー

Elcometer 331

ボアホールプローブ
埋設管の探査や奥深く何層もの鉄筋が重なっている場合に便利です。
メートル単位TW33119223-1A

インペリアル単位
TW33119223-3A

コード番号

短測定深さ

長
TW33119223-2A
TW33119223-4A
短いプローブ：0～40cm (0～16インチ)
長いプローブ：0～100cm (0～40インチ)

探知能力：

直径70mm (2.75インチ)の管 : 90mm (3.54インチ)以内

腐食検査キット
硫酸銅溶液に銅電極を浸した半電池、または塩化銀溶液に銀電極を浸した半電池が含まれています。どちらも密封されており、他の液を混合する必要はありません。
ケーブルの長さは25m (80フィート)です。半電池には、5年間の品質保証が付いています。
コード番号

TW331CUKIT

銅-硫酸銅

TW331AGKIT

銀-塩化銀

腐食検査機用延長ケーブル100m (325フィート)
本体から離れた場所や入り組んだ場所の測定に便利です。

コード番号

TW33119683

検定器
常に正確な測定値が得られるように、検査機が適切に校正されているかチェックします。
コード番号

TW33119218

延長アーム
橋面板や床面を立ったまま探査するのに便利です。標準型ヘッドと狭間隔用ヘッドを取り付けられます。
コード番号

TW33119222

elcometer.com

15

金属探査
Elcometer P500

金属探知機
Elcometer P500は、元々、止水栓や消火栓、マンホールの蓋の探知用に作られた装置ですが、通常の金属探知機としても使えます。非常に頑丈で使いやすく設計されており、根強い人気を持つ探知機です。
Elcometer P500は、深度1m (39.4インチ)までの金属を探知できます。主な特長は次のとおりです。
•

的を絞って探知できるので、車や金網の近くでも対象物の正確な位置がわかります•

空き缶や鉄くずなどによる干渉が抑えられます•

本体は衝撃に強いABS樹脂が型抜き加工されており、過酷な環境にも耐えられます•

ボタン1つで操作でき、軽量でバランスの取れたデザインです•金属が見つかると、警告音と明るいLEDで知らせます。ヘッドフォン接続用のソケットも付いています

仕様
コード番号

説明W500157F

Elcometer P500 Imp金属探知機

全長96cm (38インチ)

サーチヘッドの直径21cm (8インチ)

重量1.1kg (2.5ポンド)

電源

1.5V AA乾電池4本、1.5Vニッケル水素充電池4本

内用品

Elcometer P500 Imp金属探知機、LR6 (AA)電池4本、取扱説明書

探知能力
探知対象

メートル単位

インペリアル単位

止水栓の蓋

50cm

19インチ

消火栓の蓋

87cm

34インチ

マンホールの蓋

95cm

37インチ

金属探知機
Elcometer P500は強い下向きの磁場で的を絞って探知できるので、車や金網の近くでも対象物の正確な位置がわかります。
空き缶や鉄くずなどによる干渉が抑えられるため、より効率的に探知できます。

16

コンクリートの検査
割れ幅測定器Elcometer 143

コンクリートや他の建材に入ったひび割れの幅を測定するシンプルで低価格な装置です。測微鏡の代わりに使えます。
クレジットカード大の透明な薄板に、幅の異なる線が引かれています。
ひび割れの上に測定器を置き、ひび割れと同じ幅の線を見つけます。その線に付いている数字が幅の大きさです。

仕様
コード番号

説明

E143----1

Elcometer 143割れ幅測定器

測定範囲0.10～2.50mm (0.004～0.100インチ)

elcometer.com

17

英国

Elcometer Limited
Manchester M43 6BU

電話: +44 (0)161 371 6000
ファックス: +44 (0)161 371 6010
sales@elcometer.com
www.elcometer.com
フランス
Elcometer Sarl
電話: +33 (0)2 38 86 33 44
ファックス: +33 (0)2 38 91 37 66
fr_info@elcometer.com
www.elcometer.fr
ドイツ
AALEN
Elcometer Instruments GmbH
電話: +49(0)7361 52806 0
ファックス: +49(0)7361 52806 77
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deLEER
Elcometer Instruments GmbH
電話: +49(0)7361 528 06 60
ファックス: +49(0)7361 528 06 68
de_info@elcometer.com
www.elcometer.deオランダ
Elcometer B.V.
電話: +31 (0)30 259 1818
ファックス: +31 (0)30 210 6666
nl_info@elcometer.com
www.elcometer.nl
日本
Elcometer KK
電話: +81-(0)3-6869-0770
ファックス: +81-(0)3-6433-1220
jp_info@elcometer.com
www.elcometer.jp
シンガポール共和国
Elcometer (Asia) Pte Ltd
電話: +65 6462 2822
ファックス: +65 6462 2860
asia@elcometer.com
www.elcometer.com.sg
アラブ首長国連邦EL Inspection & Blasting
Equipment LLC
電話: +971 4 295 0191
ファックス: +971 4 295 0192
uae_sales@elcometer.com
www.elcometer.ae

elcometer.be i elcometer.fr i elcometer.de i elcometer.nl
elcometer.beelcometer.fr elcometer.com.sg• elcometer.deelcometer.jp i•elcometer.aeielcometer.nl • elcometer.jp • elcometer.com.sg

Elcometer Limitedは、継続的改善方針を採用しているので、製品の仕様が予告なく変更されることがあります。 特に記載がない場合、保証期間は納入後1年です。

米国
MICHIGAN
Elcometer Inc
電話: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
ファックス: +1 248 650 0501inc@elcometer.com
www.elcometer.com
TEXAS
Elcometer of Houston
電話: +1 713 450 0631
フリーダイヤル(国内のみ): 800
521 0635
ファックス: +1 713 450 0632
inc@elcometer.com
www.elcometer.com© Elcometer Limited, 2019。All rights reserved. この文書の一部または全部を、Elcometer Limitedの事前の書面による許可なく、いかなる形式や方法によっても、複製、転送、保管（検索可能なシステムかどうかを問わず）、または他の言語に翻訳することを禁じます。

18