設置が簡単・増設できてしかも低価格なコールシステムのご紹介

病院･福祉施設
オーナー様
設備担当様

まずは動画で簡単にCheck！

設計社様電気施工社様コンセントコールって？

CAREaiコンセントコールは 簡易コールシステムです。
独自の通信方法によって、Wi-Fiや配線工事が必要なナースコールに比べて導入に掛かる費用を抑えられます。
代わりに、機能はシンプル。 会話機能はございません。
こんな場面で活躍しています！
●ナースコールが壊れたけれど工事せずに何とかしたい●高齢者施設の新築計画で予算を抑えたい●感染症対策として簡易隔離室にコールを置きたい●故障している部屋だけ部分的に何とかしたい●ナースコールの位置にベッドのレイアウトを左右されたくない●使わないときは外してしまっておきたい

高齢者施設を中心に、ナースコールの代わりとして導入いただき、多くのお客様にご愛顧いただいております。

導入施設の例

有料老人グループ病院

特別養護ホーム

ホーム

クリニック

老人ホーム

小規模多機能型
ホーム

ショートステイ・デイサービスなど、その他続々増加中！
日本全国対応しております2

目次
機器の構成と配置イメージ
P.4配置構成P.4

上限台数

各機器のご紹介と受信イメージ
P.5

機器紹介

P.5

受信状態

選ばれる理由と特長
P.６

独自の通信で安定通信

P.６

中継機でさらに延伸

P.７

親機の機能

P.７

受信機の連携機能

P.７

防水スイッチも対応

P.７

センサー併用OK

各機器の価格P.8

価格表

導入モデルケース
P.9

CASE1 『とにかく早く何とかしたい』 サービス付き高齢者向け住宅様

P.10 CASE2 『新築費用が高額で困った』 グループホーム様
P.１１

CASE３ 『鳴るたびにスタッフルームにダッシュするのはもう嫌』 有料老人ホーム様

P.12 CASE4 『形態変更を控えるタイミングで故障』 介護医療院

コールシステムをお探しのご担当者へ
P.13 既設の場合
P.13 新築の場合
P.13 ご相談フォーマット

設備設計・施工会社の皆様へ
P.１４ コンセントの配線について
P.１４ 中継機の設置方法について
P.１５ 壁埋め込みスイッチの設置について
P.１５ トイレ付居室のコール設置について

3

機器の構成と配置イメージ
配置構成２４１２３１

子機は非防水のため脱衣所に設置し、５２浴室コールと壁内で結線します

上限台数

20床タイプと100床タイプからお選びいただけます

グループ１
グループ２

グループ３

グループ４
＊最大4グループまで

4

各機器のご紹介と受信イメージ
機器紹介
１

親機 (20床タイプ：Ci-M1H-P) (100床タイプ：Ci-M4H-P)
コールを受信する置き型の表示機。
最大4桁の数字とメロディでお知らせします。
受信上限数が20床までと、100床までの2つの機種から選択可能です。
コール履歴が残ります

通知メロディ変更♪12

介護記録に便利何日の何時何分に検知したかが残ります２

３

ペンダント (Ci-P2)
親機のコールを遠隔受信する、携帯型の表示機。
最大4桁の数字と通知音・バイブでお知らせします。
受信可能数は親機に準じます。

コールスイッチ (Ci-PB1)

５

握って押すタイプのスイッチです。
ケーブルで子機と接続して使用します。
ケーブルの長さは3mです。

子機 (Ci-S4H)
コール情報を親機に通知する送信機です。
コンセントに挿して設置します。
コールスイッチまたは壁埋込スイッ
チを接続して使用します。
通知したい番号を自由に設定可能です。(最大4桁まで)

生活防水

４

通知メロディを12曲から変更できます

壁埋込スイッチ
壁に埋め込んで使用する、完全防水タイプのスイッチです。
トイレ・浴室など水周りで使用します。
子機と接続して使用します。
＊壁に埋め込む工事が必要です

受信状態

親機の表示

ペンダントの表示

5選ばれる理由と特長
独自の通信で安定通信
親機と子機の間はハカルプラス独自のW通信
電気配線(100V電灯線)に信号を乗せて通信する、コンセント間通信を搭載！
建物に備わっている電気配線を利用するので、専用工事が不要です。
万一コンセント間通信が届かない場合には、無線通信に自動で切替えて通信するので、より通信が安定します。

子機

親機

無線

100m

OR

ペンダント

コンセント間

無線

150m

100m

中継機でさらに延伸
無線中継機でさらにひろがる通信距離
オプションで2種類の無線中継機をご用意可能です。両方使用した場合の最長通信距離は380m！(屋外見通し)『子機用中継機』で子機～親機間の無線を延長『ペンダント用中継機』で親機～ペンダント間の無線を延長

子機用中継機

子機

上限台数

親機

ペンダント

ペンダント用中継機

無線

無線

無線

無線

100m

100m

100m

80m

ペンダント用中継機
親機1台につき1台のみ設置OK

子機用中継機親機を囲むようにして複数設置OK中継機同士の通信は出来ません

6選ばれる理由と特長
親機の機能

コール履歴が残ります
介護記録に便利何日の何時何分に検知したかが残ります

受信機の連携機能

通知メロディを変更可能♪12

通知メロディを12曲から変更できます

バッティングを防ぎ効率のよいケアをアシスト

親機から通知をリセットするとペンダントで対応を押すと他の受信機 も連携して…

他の受信機 も連動して…

●ペンダントは：通知が消えます●親機は：通知音がストップ●他のペンダントは：通知が消えます

防水スイッチも対応
コンセントコールは、壁に付けるスイッチもご用意可能で、トイレや浴室など、握るタイプのスイッチでは邪魔になる場所に最適です。
設置には工事が必要ですが、完全防水のため、湿気が気になる場所でも◎センサー併用OK見守りセンサーも接続可能！効率的な介護･看護体制をご提案

超音波センサー

起き上がりセンサー

ふむふむセンサー

コンパクトな本体で人の動きをさりげなく検知します
検知範囲は3段階から変更できます

ベッドに敷いて起き上がりを検知します
柔らかいので体に負担を与えません

床に敷いて踏むと検知します
コードレスで薄さわずか2㎜とつまづきにくい仕様です7

各機器の価格
価格表
コンセントコール構成機器
機器

型式

定価（税抜）

親機（20床タイプ）

Ci-M1H-P¥68,000

親機（100床タイプ）

Ci-M4H-P¥108,000

ペンダント

Ci-P2

¥28,000

子機

Ci-S4H¥35,000

コールスイッチ

Ci-PB１¥5,000

壁埋め込みスイッチ

オープン価格子機用中継機Ci-R4¥45,000

ペンダント用中継機

Ci-R2¥35,000

機器

型式

定価（税抜）

超音波センサー

Ci-U1¥20,000

起き上がりセンサー＋アラームBOX

Ci-U4＋A1¥44,000

ふむふむセンサー＋ふむふむアダプター

Ci-U5＋U5A¥57,000

見守りセンサーオプション機器＊価格は税抜きです。
＊壁埋め込みスイッチは設置に工事が必要です。
＊工事にかかる費用は別途、施工業者様にお問い合わせください。
＊ハカルプラス株式会社では機器の製造販売のみを行っており、工事は致しかねます。
あらかじめご了承ください。

8

導入モデルケースのご紹介
CASE１
とにかく早く何とかしたい！

After

サービス付き高齢者向け住宅 様
Beforeコンセントコールはすぐに使用できたので大変助かりました。
迅速に現地確認に来ていただき、最初に相談した電話から10日後には納品され、使える状態にしていただきました。

使っていたコールの受信機が急に故障してしまいました。
一刻も早く直したいのに、メーカーに連絡がつかず、途方に暮れていました。

ご相談から導入まで

10日間

導入費用

144万円

短納期で安心●コール設置箇所
ベッド

トイレ

16床

16箇所

●機器構成
親機

ペンダント子機

1台

2台

32台

コールスイッチ ペンダント用中継機 子機用中継機

32台

1台

1台

●担当者コメント
1日でも早くコールが必要である状況でした。一般的なナースコールの場合は、工事を含めて導入に2.3か月はかかってしまいます。弊社システムであれば、各部屋にあるコンセントに機器を挿すことで、簡単な呼び出し装置としてお使い頂けますので、費用も抑えつつ納品まで最短で商品をお届けすることができました。

9

導入モデルケースのご紹介
CASE２
新築費用が高額で困った！

After
展示会でコンセントコールを知った時は「これだ」と思いました。コンセントを通信に使うので工事費が安価なうえ、風呂場やトイレにも防水スイッチを付けられたので満足です。

グループホーム 様
Before3階建て8床のグループホームを新築するので、導入費用を抑えられるコールシステムを探していました。通常は工事費も入れて200万近く用意が必要と聞いて、悩みの種でした。

ご相談から導入まで

240日間

導入費用

99万円

設計段階からご対応●コール設置箇所
ベッド

トイレ

風呂

脱衣所

8床

8箇所

2箇所

2箇所

親機

ペンダント

子機

1台

3台

20台

●機器構成
コールスイッチ 壁埋込スイッチ

8台

12台

●担当者コメント
新築のグループホーム様のため、電気配線をコンセント間通信が通りやすく工夫することを提案しました。これにより各居室だけでなくトイレ・浴室など、全箇所でより安定した通信が得られます。また、機器本体はコンセントに差し込む設置で、必要に応じて取り外せる点も好評でした。これからの入居募集なので、様々な入居者様を想定したご準備をされていました。

10

導入モデルケースのご紹介
CASE３
鳴るたびにスタッフルームにダッシュするのはもう嫌！

After
コンセントコールは会話機能はありませんが、ペンダントで遠隔受信ができるので便利でした。
一旦10台のみ導入しましたが、必要な入居者に差し替えられるのもいいですね。

有料老人ホーム 様
Before使っていたコールは古くてPHSがなく、鳴るたびにスタッフルームまで止めに行かないといけませんでした。
夜勤帯はコール音で他の入居者が起きてしまうことも…

ご相談から導入まで

20

日間

導入費用

52万円

使いやすさが決め手●コール設置箇所
ベッド

10床
●機器構成
親機

ペンダント

子機

コールスイッチ

1台

2台

10台

10台

●担当者コメント
手元で通知状況を把握できるペンダントが好評でした。
計3台導入して頂きましたが、日中は他のペンダントと連動することで訪問のバッティングを回避でき、夜間はすぐに居室に駆け付けることができるようになったとのことでした。
先々、ご入居者様のADLに応じて追加導入もご検討されております。

11

導入モデルケースのご紹介
CASE４
形態変更を控えるタイミングで故障？！

After
コンセントコールは従来メーカーの半分ほどの価格で、設置もリフォーム工事を邪魔することなく済みました。
離床センサーも接続可能とのことで、一緒に5台購入しました！

介護医療院 様Before病院から介護医療院に形態変更をする年に、運悪くナースコールが故障！
改築やリフォームを控えているので、ナースコールに割く予算はなく、困っていました。

ご相談から導入まで

90日間

導入費用

308万円

離床センサー

5台

離床センサーもまとめておトク●コール設置箇所

床マット型

ベッド

トイレ

外来用コール

54床

2箇所

1箇所

親機

ペンダント

子機

2台

8台

57台

ふむふむセンサー●機器構成
コールスイッチ ペンダント用中継機 ふむふむセンサー

57台

３階２階

2台

5台

●担当者コメント
現場のスタッフ様方からは、コールシステムと離床センサーを同時使用できる点が特に好評でした。
さらに、持ち運び可能なペンダントに受信でき、ステーションから離れた場所でも通知を受けられるため、効率よく業務を行うことができるようになったとお声を頂いています。

12

コールシステムをお探しのご担当者様へ
既設の場合●ご使用可否を判断するために、弊社営業担当による通信確認が必要です。弊社までご連絡ください。
●通信確認の結果を踏まえてお見積りを作成致します。
●トイレ・浴室・脱衣所など防水の埋め込みスイッチを設置される場合、簡単な工事が必要です。

新築の場合●概算のお見積りが可能です。図面をご用意の上、弊社までご連絡ください。
●通信を安定させるために、建築段階でのコンセント配線に工夫をお願いする場合あります。
●規模によっては中継機が必要になる場合があります。
●埋め込みスイッチをご要望の場合は、壁内の配線工事が必要です。
工期をご確認いただき、施工会社様へお早目のお手配をお願いしております。

ご相談フォーマット

以下の欄にご記入いただき

FAX➡ 06-6308-7766 ハカルプラスまでFAXください

法人名

ご担当者

様

都･道
府･県

地域
（TEL）

（FAX）

ご質問

ご回答欄

床数

合計

床

居室内トイレ数

合計箇所

共用トイレ数（利用者用）

合計箇所

浴室・特浴・脱衣室

合計箇所

管理形態

記入例：1階デイのトイレ3箇所を1階受付で管理
2階有老は8床×2ユニット、ユニットごとにスタッフルームありフロア数
ユニット数
スタッフルーム数など

会話機能はございません

確認しました ・ 未確認
該当する方に〇平面図の添付あり ・ なし

完成時期（新築の場合）年該当する方に〇月

上旬 ・ 下旬

13

設備設計・施工会社の皆様へ
コンセントの配線について
弊社機器は親機・子機の間に、コンセント間通信（PLC）を利用しています。
コンセント間通信は以下の場合につながらない場合があります。

トランスを跨いでいるトランスが異なるとコンセント同士の電線はつながっていないため、通信できません

異相である
通信線としてつながっているのが中性線のみになり、通信が著しく減衰します

配線距離が長すぎる （ブレーカーが別である）同相であっても、コンセント間の配線距離が150mを超える場合は通信信号が減衰します。
ブレーカーが分かれている場合は、一度配電盤を経由して通信するため、距離が長くなり、減衰しやすい環境となります。
減衰すると他の電化製品の影響を受けやすくなります。

新築の場合はコンセントコール用として電気配線に以下のご配慮・工夫をお伝えしております。

専用の安全ブレーカーを一つ設けて配線を取りまわす
確実に同相になり、且つ配線距離も最短で通信環境が良好になります。

他の機器を挿さないように、コンセントパネルの色を変えておく
専用ブレーカーのコンセントに他の電化製品を挿してしまうことを防ぎます。

既設の場合は通信確認をもとに、お打ち合わせを致します。
コンセント間で通信が通りにくい場合でも、無線通信を延ばす方法にてご提案いたします。

中継機の設置方法について＜中継機本体について＞
無線をより遠くまで延伸するため、高い位置の設置を推奨しております。
効果的に使用するために、弊社指定の場所に設置してください。
＊中継機にて延伸できるのは無線通信のみになります。

＜使用電源について＞
中継機の使用には、電源確保のためにコンセントが必要です。
新築の場合は、床から約2mの高さにコンセントをご用意ください。
既設のお客様は、コンセントタップや延長コードなどで電源をご用意いただいても問題ありません。
＊中継機用コンセントは同相である必要はありません14

設備設計・施工会社の皆様へ
壁埋め込みスイッチの設置について＊施工詳細は別紙をご用意しておりますA スイッチ本体についてB壁に埋め込む施工が必要になります。
高さは、転倒状態でも押すことが可能な、床から約80㎝を推奨しております。
壁の中で子機と接続する配線が必要です。

B 接続子機についてA

子機は非防水のため、高い位置に設置してください。（約２００㎝を推奨）
風呂場に埋込スイッチを付ける場合は、子機は脱衣所に設置してください。
スイッチとの接続および電源確保のために、LANケーブル対応のコンセントのご用意が必要になります。

BA

トイレ付居室のコール設置についてベッド用コールとトイレ用コールの２箇所を、１つの子機（送信機）にまとめることで価格を抑えることが可能です。
壁内を通りトイレの埋込スイッチにつながります●子機用コンセントは…
ベッド周りにご用意ください。
LANケーブル対応のコンセントを使用します。

子機●埋込スイッチは…
トイレの壁に設置し、ベッド周りの子機用コンセントまで、壁の中で配線してください。

●子機について…
ベッド周りの子機用コンセントに設置します。
コールスイッチと埋込スイッチLANの両方を接続します。

子機の接続口は2箇所あります１口はコールスイッチを接続し、壁埋込スイッチ用でもう１口を使用します。
コールスイッチ

子機底面※左右で通知の鳴り分けはできません

15

無料デモ・概算お見積・出張確認サービス 各種受付中！

お気軽にお問い合わせください
ZOOMによるご相談も可能です

ハカルプラス株式会社
大阪本社〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11
他拠点 東京支店・東北事業所・札幌営業所・九州(サテライト)(ケアアイ) はハカルプラス株式会社の介護機器ブランドです