PMF4000シリーズ
マスエアーフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

概要

PMF2000は、最新の微細加工技術を駆使したポシファの第3世代サーマルフローダイを搭載しています。このセンサは、一対のサーモパイルを用いて、マモフローによる温度勾配の変化を検出し、優れた信号対雑音比と繰り返し性を実現します。センサダイの熱絶縁構造は「ソリッドステート」であるため、競合技術で用いられる表面空洞や脆弱な膜は必要なく、セセサは目詰まりや圧力衝撃に強くなっています。
PMF4000シリーズには、アナログ出力の PMF4000VとデジタルI²C出力のPMF4000Dがあります。
対応最大流量は12 SLMから300 SLMまでです。 センサは0～50℃の温度範囲で温度補償されており、リニアライズ出力により、最大限の柔軟性と使いやすさを提供します。

用途•

酸素濃縮装置•呼吸器・人工呼吸器•ネブライザー•

CPAP装置

•

麻酔の提供

•

リークディテクション

•

分光学

•

マスフローコントローラ•

燃料電池制御特長•

堅牢で費用対効果の高いパッケージで比類のない性能を実現•

目詰まりや圧力衝撃に強い「ソリッドステート」エアシングコア（表面空洞や脆弱な膜がない）•

高精度（読み取り率4％ typ.）•

高速応答(5ms typ.)•

リニア出力と温度補償•

ゼロドリフトを最小限に抑えた長期安定性•

レセプタクル付きワイヤーハーネス（アナログナージョンのみ）

最大定格
••
•
•
•
•

動作温度範囲: -25 to 85 °C
校正温度範囲: 0 to 50 °C
保管温度範囲: -40 to 90 °C
湿度: 0 to 100% RH, 結露なきこと
耐衝撃性: 100 g ピーク (5 回落下、 3 軸)
動作圧力: 25 psi

DataSheet_PMF4000_MassAirFlow_RevE_C2 | Apr 2020 | PAGE 1 OF 5

PMF4000シリーズ
マスエアーフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

仕様
テスト条件: Vin=10±0.01VDC, Ta=25°C. 相対湿度: 40%<RH<60%
仕様

MIN

TYP

012

SLM

PMF4004020

SLM

PMF4005

035

SLM

PMF4100

050

SLM

PMF4101

0100

SLM

PMF4102

0150

SLM

PMF4103

0200

SLM

PMF4104

0300

SLM

PMF41050250

SLM

ゼロ電圧 (V)

1 to 50.95

Nullカウント

1156

ゼロドリフト

条件

VDC
1.05

256 to 16124

出力カウント(D)VDCCount356

Count0.2% F.S.

Per year

繰り返し性0.1% F.S.

精度31%F.S.

0 to 25% F.S.

4%Reading

25 to 100% F.S.

解像度 (D)

14Bit

応答時間45mSec

供給電圧(V)

6供給電圧(D)4.75

電流
接ガス面材質4.

単位

PMF4003

出力電圧 (V)21.
2.
3.

MAX

102116Vdc

16Vdc

26mA

シリコンカーバイト、エポキシ、PPE+PE、FR4、静電シールとしてシリコーン

SLM: standard liter per minute. 標準的な条件: 0 °C と1 気圧。
Vはアナログ版PMF4000、DはデジタルI2C版PMF4000を指します。
校正された全流量範囲および温度範囲における、公称値からの出力の最大偏差。誤差には、オフセット、フルスケールスパン、直線性、流量ヒステリシス、再現性、補正温度範囲における温度効果が含まれます。
反応速度は立ち上がり10～90％となり、内部空気圧により影響されることもあります。

DataSheet_PMF4000_MassAirFlow_RevE_C2 | Apr 2020 | PAGE 2 OF 5

PMF4000シリーズ
マスエアーフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

出力電圧
For PMF4000V
フローレートの計算= [(出力電圧 - 1 V) / 4 V] x フルスケールでのフローレート
例）PMF4101Vのフルスケールフローレートは100 SLM。 出力電圧が 3 Vの場合、フローレート
は︓ [(3 V - 1 V)/4V x 100 SLM] =50 SLM

For PMF4000D
フローレートの計算= [(カウント - 256) / 15868] x フルスケールでのフローレート
例）PMF4101Dのフルスケールレートは100 SLM。デジタル出力が10000を示す時、フローレー
トは: [(10000 - 256)/15868 x 100 SLM] = 61.41 SLM*I²C 通信のアプリケーションノートについてはお問合せ下さい。

DataSheet_PMF4000_MassAirFlow_RevE_C2 | Apr 2020 | PAGE 3 OF 5

PMF4000シリーズ
マスエアーフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

パッケージ寸法PMF4000V
Pin#Description

1OUT

2

VDD

3

GND

備考:

1. 30cmピグテール付きメイティ
ングコネクタを装備
2. カラースキーム Vout︓白、Vin︓赤、GND︓黒3. メイティングコネクタ JST
XHP-3または同等品
4. 適合規格︓ISO 5356 に基づ
く 22mm 医療用コネクタ
5. 単位︓mm

センサCADモデルについては、お問合せ下さい。

PMF4000D

4321

Pin#Description

1SDA

2

SCL

3

VDD4GND備考:

1.メイティングコネクタ︓
AMP 487545-2または同等品
2.継手︓ISO 5356 に基づく
22 mm 医療用コネクタ
3.単位︓mm

DataSheet_PMF4000_MassAirFlow_RevE_C2 | Apr 2020 | PAGE 4 OF 5

PMF4000シリーズ
マスエアーフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

注文情報
型番

仕様

PMF4003D

12 SLM, I²C, Linear

PMF4004D

20 SLM, I²C, Linear

PMF4005D

35 SLM, I²C, Linear

PMF4100D

50 SLM, I²C, Linear

PMF4101D

100 SLM, I²C, Linear

PMF4102D

150 SLM, I²C, Linear

PMF4103D

200 SLM, I²C, Linear

PMF4104D

300 SLM, I²C, Linear

PMF4105D

250 SLM, I²C, Linear

1～5Vのアナログ出力タイプは、上記型番の「D」の代わりに「V」をご指定ください。ご注文は販売店までお願いします。

カスタマイズ・オプション

このデータシートに記載されている標準品がお客様のニーズを完全に満たさない場合、他のオプションについてご相談させていただきますので、ご連絡ください。お客様のアプリケーショ
ンとセンサーの要件を理解することで、最適なソリューションが見つかります。

DataSheet_PMF4000_MassAirFlow_RevE_C2 | Apr 2020 | PAGE 5 OF 5