GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

GENESIA Gonio / Far Field Profiler
散乱特性

初めての測定ショートコース

第 1.7 版

株式会社ジェネシア
〒181‑0013 東京都三鷹市下連雀 3‑38‑4‑601
TEL: 0422‑76‑2773
FAX: 0422‑76‑2774
http://www.genesia.co.jp/-1-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

本書は、初めて GENESIA Gonio/ Far Field Profiler(以下 Gonio/FFP)で散乱特性の測定を行う方のための測定実践ショートコースマニュアルです。
本書に沿って一連の操作をしていただくことで、測定の流れを把握していただけるような構成になっています。
（そのため細かい部分の説明は省いてありますので、必要に応じて取扱説明書を御覧下さい。
）
注意事項
１．まず、本書に沿って測定を進める前に、取扱説明書の最初のページにある「安全にお使いいただくために」を良くお読みください。
２．装置の各部の名称等については、取扱説明書「１．本製品の特徴と各部の名称」を参照にしてください。
３．装置の設置および配線は取扱説明書「２．設置方法」に沿って行ってください。

-2-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

１．準備と確認
取扱説明書「２．設置方法」に従って設置および配線を行ってください。
配線を終えたら一度前蓋と上蓋を開け、中身を目視で確認してください。特に外れたり緩んでいる物がないことを確認してください。
本装置は、出荷時に散乱測定用として構成されている場合は、照射ユニットと散乱試料ホルダー、試し測定用散乱シートが取り付けてあります。これらが取り付けてあることを確認してください。光源測定用として構成されている場合は、これらは取り付けてありません。取扱説明書の「４‑２．照射ユニットの取り付け方法」「４‑３．散乱試料の取り付け方法」に従って、これらを取り付けてください。
このショートコースでは、このセッティングを使って測定を進めていきます。確認が済んだら前蓋と上蓋を閉めてください。

２．測定2-1. ハードとソフトの起動
コントロールボックスのスイッチが３つ全て OFF になっていることを確認してください。コントロールボックスの「POWER」スイッチを入れてください。赤色の LED が点灯します。制御 PC の電源を入れてください。WindowsXP が起動し、デスクトップの画面になります。
（デスクトップの画面にならずに WindowsXP のログイン画面になったら、ユーザー名「Gonio」パスワード無しでログインしてください。
）画面の中央に、下記のアイコンが置かれています。これが Gonio/FFP 制御ソフトです。アイコンをダブルクリックし、ソフトを起動してください。

起動すると、次の図のような「GENESIA Gonio/FFP の初期化を行います

蓋を閉め、光源を消灯して下さい」というメッセージが表示されます。Gonio ユニットの蓋を閉め、[OK]を押してください。Gonio ユニットが動作し、初期化を行います。

-3-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

しばらく待つと、次のメッセージが表示されます。

このメッセージが表示されたら、照射ユニットを点灯（コントロールユニットの 12V スイッチを ON）して下さい。
これで初期化が終了しました。
（何らかの理由で初期化に失敗した場合、画面左下の「装置較正」ボタンを押して下さい。同様の初期化が行えます。
）
起動した制御ソフトは次の画面構成になっています。

放射強度マップ

操作部

測定開始＆
中断ボタン

放射強度グラフ2-2. 測定前の準備-1：散乱試料の高さ調節
操作部の「散乱試料ホルダ高さ調節」ボタンを押します。

「OK」を押します。

-4-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

照射ユニットをまだ点灯していないときは、点灯します。
（コントロールユニットの 12V スイッチを ON にして下さい。
）「OK」を押します。

上蓋と前蓋を取扱説明書「1‑2．Gonio ユニット」のように開けます。
出荷状態では左図のように散乱試料が取り付けてあるので、これを外します。
右図のように高さ調節ターゲットを置きます。
できたら「OK」を押します。

クレンメル

高さ調節ターゲット

散乱試料

シート状散乱試料ホルダー

上記のメッセージが表示されたら、Ｚステージを調節して、照射光（楕円の照射で見えている）が高さ調節ターゲットの前後方向の中心線にくるように調節します。調節ができたら高さ調節ターゲットを取り外し、再度散乱試料を取り付けます。

-5-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

2-3. 測定前の準備-2：照明光の偏光特性の選択
照射ユニットは、照明光の散乱試料に対する偏光特性を、P、P+S、S から選択できるようになっています。ここでは図のレバーを真中の「P+S」にしてください。

偏光切り替えツマミ

照射ユニット2-4. 測定前の準備-3：アンプの増幅率の設定
次いで、本測定の前に、散乱光の強度の調査を行います。
コントロールボックスの「12V」スイッチが OFF のときは ON にしてください。
（Gonio ユニット内部で照明ユニットが点灯します。
）
準備として照射角の欄で「透過散乱」を選び、「30」を入力してください。
（照射角が 30°の透過散乱を測定します。
）
測定開始ボタンの少し右上にある「調査」ボタンを押してください。次のダイアログボックスが表示されます。

ここを選択

ここでは試しに、次のように選択し、「次へ」を押してください。
光量を調べる範囲＝「直線上を調査（φ90→270 方向）」の「90°」を選択
光量を調べる間隔＝「密（約 1°）」を選択-6-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

次のダイアログが表示されます。

「OK」を押してください。

ND フィルターが取り付けられている場合は、取り外し、OK を押します。
（出荷状態では ND フィルターは付いていません。
）
ここで光量の調査が開始されます。途中、次のメッセージが表示された場合は、一度 Gonio ユニットの上蓋を開け、添付の「ND 1%」フィルターを装着してください。

フィルター取付部
フィルター（フィルターは図の位置にネジ込んでください）-7-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

放射強度マップ上に白色の点が描かれていきます。
調査が終わると、次のメッセージが表示され、「測定条件」の「信号増幅率」欄が適正な数字に自動的にセットされます。
（増幅率は 1x、5x、25x、100x のいずれかになります。
）

2-5. 測定いよいよ本測定に入ります。
画面左欄の「測定条件」の枠内でいくつかの条件を選びます。
ここでは次のように選んでみてください。
間隔

範囲選択θ

1°

90°

φ30°

入射面±10 ﾟ以内

φ走査方法

デフォルト

「光量が測定上限を超えたら警告」はチェックを入れたままにしてください。
選び終わったら、「測定開始」ボタンを押してください。測定が始まります。
測定の進捗に応じて、放射強度マップにカラーの点が描かれていきます。カラーは光の強さに対応しています。また、紫の小円で照射光の正反射方向が示されます。
表示の詳しい見方は取扱説明書を御参照ください。
もし途中で測定を中断したいときは、「■中断■」ボタンを押してください。
（測定中は「測定開始」ボタンが「■中断■」ボタンに変わります。
）
放射強度マップの白枠の範囲内にカラーの点が打たれ、残り時間がゼロになると測定が終了です。
Gonio ユニット内部が待機位置に移動して停止します。
画面右欄の「表示方式」でいずれかをクリックすると、その方式のグラフを表示します。表示の見方は取扱説明書を御覧下さい。

2-6. 測定結果を保存する
測定結果を確認したら、ファイルに保存します。
保存する前に、「コメント」欄に測定の要旨、たとえば「テスト散乱測定」と入力してください。
この情報は保存ファイルに記録されます。入力できたら「ファイル保存」ボタンを押してください。
「名前を付けて保存」ボタンが現れるので、名前を付けてファイルを保存してください。
「CSVファイル」で保存するので、表計算ソフト等で読み込めます。
-8-

GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

2-7. 測定終了
以上で測定が終了しました。
コントロールボックスの 12V スイッチを OFF にし、照射ユニットを消灯してください。
Gonio/FFP のソフトを画面右上の「×」ボタンを押して終了してください。

2-8. データの閲覧
ここまでに測定したデータをビュワーを使って見てみます。
デスクトップの下のアイコンをダブルクリックし、ビュワーを起動してください。

ビュワーの画面は下のようになっています。

ファイル選択部
放射強度マップ

コメント表示部放射強度グラフ部分放射強度
計算制御部「フォルダ選択」ボタンを押し、先ほどファイルを保存したフォルダを選んでください。選択が済むと、「データファイル選択欄」に先ほど保存されたファイル名が表示されます。このファイルを選んで「開く」ボタンを押してください。放射強度マップおよびグラフに、先ほどの測定結果が同様に表示されます。また「コメント」欄に先ほど入力したコメントが表示されます。
閲覧が済んだら画面右上の「×」ボタンを押して終了してください。
なお、ビュワーは Gonio 制御用 PC 以外の通常の Windows パソコンにインストールすることができます。インストールは添付の CD‑R を使い、取扱説明書の手順に従って行って下さい。
以上で一連の作業は終了です。Windows をシャットダウンしてください。
コントロールユニットの「POWER」ボタンを OFF にしてください。
ここまでで使用した操作の詳細や、その他の機能につきましては、取扱説明書に記載されています。
各種散乱の測定の前に、一度取扱説明書をお読みください。
-9-GENESIA Gonio / FFP

初めての測定ショートコース

株式会社ジェネシア

・ 本書の内容については、将来予告無しに変更することがあります。
・ 本書の内容につきましては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら御連絡ください。
・ 本書は著作権法により保護されております。
無断で複写、複製、改変することは禁じられております。

GENESIA Gonio / Far Field Profiler
散乱配光特性
初めての測定 ショートコース
GE2093‑FFP‑Intro 1.7‑S
株式会社ジェネシア

- 10 -