ユーティリティソフトを使って測定値を管理
スペクトロマスター C-700 は同梱のユーティリティソフトウェアを使うことでメモリーした測定データの保存管理、本体の設定やファームウェアアップデートを行うことができます。PC との接続は USB を介して行います。

分光式カラーメーター
スペクトロマスター
C-700
製品に関する最新の情報はセコニックの web サイトでメモリー管理スペクトルプレビュー

ホワイトバランスプレビュー

テキストデータプレビュー

演色性プレビュー

ユーティリティソフトウェア メイン画面

ス ペ クト ロ マ ス タ ー C - 7 0 0 主 な 仕 様
照度計の階級JIS C 1609-1:2006 一般形 A 級照度計に準拠

センサー

CMOS リニアイメージセンサー

測定波長範囲

380nm〜780nm

測定範囲

確度（標準イルミナント A）

定常光：1〜200,000lx、1,600 〜 40,000K（5lx 以上の照度において）フラッシュ光：20〜20,500lx・s、2,500 〜 40,000K
照度：指示値の ±5％±1digit(1 〜 3,000lx)、±7.5%(3,000 〜 200,000lx)
色温度：±4MK¯¹ （標準イルミナント A、800lx）
照度：指示値の 1％+1digit（30〜200,000lx）、5％+1digit（1〜30lx）

繰返し性（標準イルミナント A）

色温度：2MK¯¹ （500〜200,000lx）
色温度：4MK¯¹ （100〜500lx）
色温度：8MK¯¹ （30〜100lx）
色温度：17MK¯¹ （5〜30lx）

可視域相対分光応答特性（f1 ）9％以下

斜入射光特性（f1 ）

6％以下

温度特性（fT）

湿度特性（fH）

照度：指示値の ±5％
色温度：±12MK¯¹ （標準イルミナント A、1,000lx）
照度：指示値の ±3％
色温度：±12MK¯¹ （標準イルミナント A、1,000lx）

電源

単三電池（1.5V）×2 本、USB バスパワー

測定時間

定常光最短：0.5 秒

定常光最長：15 秒
フラッシュ光：1 秒〜1/500 秒（1、1/2、1/3 ステップ切り替え可能）他に 1/75 秒、1/80 秒、1/90 秒、1/100 秒、1/200 秒、1/400 秒も選択可能
表示モード

テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、演色評価モード、カメラフィルターモード、照明フィルターモード、多灯比較モード、WB( ホワイトバランス ) 補正モード

その他の機能デジタル / フィルムモード切替、メモリー機能：99 個、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減灯

表示言語

英語、日本語、中国語

インターフェイス

USB 2.0

使用温度範囲

-10℃〜40℃

保管温度範囲

-10℃〜60℃

大きさ

73（幅）×183（高さ）×27（厚さ）mm（光学部含まず） 最大厚さ 40mm

質量230g（電池含まず）＊Rosco、Cinegel、および E-Colour+ は、Rosco Laboratories Inc. 社の登録商標です。 ＊LEE およびリーフィルターは、Panavision Europe Ltd. 社の事業部門である LEE Filters 社の登録商標です。 ＊コダックおよびラッテンの各用語はコダック社の登録商標です。 ＊富士フイルム、及び富士フィルターは富士フイルム株式会社の商標、または登録商標です。

〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14
TEL：03-3978-2366 FAX：03-3922-2144
ホームページ http://www.sekonic.co.jp＊このカタログは 2015 年 3 月現在のものです。
＊このカタログに記載されている製品の仕様、外観、価格等は都合により予告なしに変更する場合があります。

C1431o50

http://www.sekonic.co.jp

そのメーターは光源を選ばない。
CMOS リニアイメージセンサー採用。分光式では世界初 ※1 、単体でフラッシュ光の測定が可能な光源色管理の究極ツール、それが「スペクトロマスター C-700」なのです。
スペクトロマスター C-700 は単なるカラーメーターではありません。CMOS リニアイメージセンサーを分光センサーとして採用し従来の RGB フィルターセンサー方式では苦手としていた LED や蛍光灯等の光源も正確に測定できます。また、分光式を採用することによって光源の色温度の測定や補正値の計算以外にも光源の分光分布グラフや Ra と R1〜R15 各色の演色数とグラフを表示、記憶することができます。そして、単体の分光式カラーメーターとしては世界初のフラッシュ光測定を可能とした事であらゆる光源への対応が可能となりました。4.3 インチカラータッチパネルを搭載し、ほとんどのオペレーションを画面上のタッチ操作で行えるため直感的でイージーな操作性を実現。従来のカラーメーターで要求された煩雑な操作手順から開放されました。スペクトロマスター
C-700 は、高精度・多機能を直感的に扱うことのできる究極の光源色管理ツールなのです。
※1

様々な光源に対応 （LED、HMI、蛍光灯、タングステン光、自然光など）
スペクトロマスター C-700 は受光センサーに CMOS リニアイメージセンサーを採用。正確な色再現を求めるため 380nm〜780nm の波長範囲で分光測定を行います。分光測定を行うことで従来から使用されている定常光照明器具（タングステン光や HMI など）だけではなく、近年撮影現場で増加している LED や蛍光灯などの光源も正確に測定することができます。

フラッシュ光測定
スペクトロマスター C-700 は独自の蓄積型センサーとセンサー特性を最大限に生かす光学系の開発により分光式測定では世界初、単体でのフラッシュ光測定が可能となりました。※シンクロコード接続、またはコードレスモードでの測定ができ、測定範囲は 20 〜 20,500lx・s（F2.8 〜 90.0 相当）を実現しました。

2014 年 8 月弊社調べ※2014 年 8 月弊社調べ

分光分布グラフを表示
スペクトロマスター C-700 は可視光内の光に含まれる色の成分を視覚化した分光分布グラフを表示できます。照明機材仕分けや経年変化の観察などの光源管理の他、フラッシュ光LED照明機器の簡易検査にも使用できます。

タングステン光蛍光灯

各光源の分光分布グラフ
0.90.8

幅広い測定範囲

Y520・

530・

540・

510 ・

550

波長（nm）

・

0.7560・

0.6570・

500 ・580・

0.1

500000590・
2000000.2が 2,500 〜 40,000K、照度が 20 〜 20,500lx・s という広範囲を実現しました。

000 08
1 90 000
3050 0・0・000・00・・20490 ・30400.3・・ 6 650 00・000・ 700 00
・ 1 500
・らのモードでも測定範囲は定常光で色温度が 1,600〜40,000K、照度が 1〜200,000lx、フラッシュ光で色温度

・・0.4

・

スペクトロマスター C-700 はプロデジカラー C-500 で確立されたデジタル / フィルムモードを継承。どち0.5

色温度（K）

600
610・・・・・
780・・・00

480 ・

0470 ・
460 ・
450 ・
400 ・・
380

0.0 0.1

0.2X
0.30.40.5

XY 色度図0.60.70.8

演色評価数（CRI）
を測定
スペクトロマスター C-700 は従来の色温度や照度以外にも光源の演色評価数を測定することができます。演色評価用パッチ R1〜R8、特殊演色評価用パッチ R9〜R15 各色の演色評価数を測定・表示することができ、平均演色評価数（Ra）も合わせて確認できます。光源自体の演色性の特性を把握することができるので高い次元での光源管理が実現できます。
平均演色評価用（No.1〜8）

10075

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7C-700

本体金額￥170,000（税別）

JAN コード4962294011581

78818982
75

7370

717063

No.850

特殊演色評価用（No.9〜15）

スペクトロマスター

72466645● あらゆる光源に対応−3P−● フラッシュ光測定機能−3P−● 幅広い測定範囲−3P−● 直感的に操作できるディスプレイ

−4P−

CIE 標準光源を基準として光源の演色再現性を数値化したものを演色評価数（Color Rendering● 各種機能−5P−価用、R9〜R15 が特殊演色評価用となります。R1〜R8 の数値を平均した値が演色評価数（Ra）● ツールボックス−5P−● カスタムファンクション−6P−● ソフトウェア＆主な仕様

−8P−

No.9
赤No.10黄No.11
緑

No.12
青No.13 No.14
西洋人の肌色 木の葉の色

No.15
日本人の肌色0-10RaR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10 R11 R12 R13 R14 R15光源による演色性の違い
Index）と言います。基準となる演色評価用色パッチが R1〜R15 まであり、R1〜R8 が平均演色評と表され光源の演色性の指標となり、Ra 以降の数値（100 を最高数値）が高ければ高いほど演色性の高い光源になります。R9〜R15 の数値は特定の色再現性の評価に用いられ、（R9 は彩度の高い赤、R15 は標準的な日本人の肌の色など）光源の演色再現性と色再現の指標となります。
演色性の良い光源（ストロボ光）

演色性の悪い光源（水銀灯）
3その他の機能

直感的に操作できるディスプレイ
ライトマスタープロ L-478D 同様にオペレーションにはカラータッチパネルを採用。画面も 4.3 インチと大型液晶を搭載し、扱いやすく直感的な操作を実現しています。メイン画面からあらゆる表示モードへアクセス可能となっており多彩な機能を簡単に使いこなすことができます。

デジタル / フィルム切り替え

キャップレス・ダーク補正

メモリー機能ご使用になるカメラに合わせてデジタル / フィ
ルムを切り換えることでそれぞれの特性に合わせた正確な測定が可能です。

受光部横のダイヤルを回すことで遮光キャップを使わずダーク補正を行うことができます。

測定値を 99 例までメモリーすることが可能です。
また、あらかじめメモリーにタイトルをつける事でメモリーの管理ができます。

プリセット機能

オートパワーオフ

自動減灯

あらかじめ測定値をシフトさせて表示したい場
合、補正値をプリセット値として設定しておくことができます。プリセット値は 19 個まで設定できます。

何も操作されなかった場合、自動的に電源 OFFにすることができます。オートパワーオフが働
くまでの時間も 5/10/20 分、無し、から選択できます。

電力の消費を抑えるために操作をしなくなってからバックライトを減灯するまでの時間を20/40/60 秒、減灯しない、から選択できます。

メイン画面
各表示モードへは画面内のアイコンをタッチすることで素早く移動できます。

テキストモード画面

カメラフィルター画面表示される測定値の項目は自由に選択、入れ替える

設定した基準色温度に対する測定値の補正量をカメラことができます。のレンズに装着するフィルターの名称と補正値表示可能な項目は以下になります。
CCT : 色温度
Δuv : 偏差CCi : CC 指数
CCcf : CC カメラフィルター番号
CClf : CC 照明フィルター番号
LBi : LB 指数
LBcf : LB カメラフィルター番号
LBlf : LB 照明フィルター番号
Lux : 照度
CRI ： Ra、R1 〜 R15（MK¯¹）で表示します。

スペクトルモード画面

照明フィルター画面

測定した光源の分光分布グラフを表示します。グラ

設定した基準色温度に対する測定値の補正量を照明にフのフルスクリーン表示も可能です。

装着するフィルター名称と補正値（MK¯¹）を表示し（Kodak WRATTEN 2、FUJIFILM、LEE）ます。
（LEE、ROSCO CINEGEL、ROSCO E-COLOUR+）

どの表示モードからもアクセス可能なツールボックス
スペクトル比較モード画面

多灯比較モード画面

現在の測定値と本体内にメモリーされた測定値を 2

4 つまでの光源の測定値を同一画面上で表示できまつまで表示、比較することができます。それぞれのす。ラジオボタンをタップする事で選択した光源と他分光分布グラフも比較できます。の光源との差を表示できるので、各光源の色を合わせプリセット値の選択やメモリーした測定値にタイトルを付けるなど、使用時に頻繁にアクセスする項目はツールボックスとしてまとめてあります。ツールボックスはどの画面モードからもアクセスできるように画面右下にツールボックスアイコンとして配置されています。
ツールボックスを使った設定項目る場合に力を発揮します。

演色評価（CRI）モード画面

WB（ホワイトバランス）補正画面

測定した光源の Ra（平均演色評価数）と R1〜R15ターゲットに設定した色温度の補正量を LB 指数、黒までの各評価数が数値とグラフで表示されます。

体放射軌跡からのずれ量を CC 指数で表示し、多くのデジタル / フィルム

使用するカメラの種類に合わせ「デジタル」「フィルム」を設定

プリセット選択（デジタル）

フィルター指示値を補正し、補正値をプリセット値として選択プリセット選択（フィルム）

フィルター指示値を補正し、補正値をプリセット値として選択

メモリータイトル

メモリーした測定値にあらかじめタイトルを付ける

メモリー管理メモリーした測定結果の呼び出し、削除、メモリー後のタイトルのリネームなどを行う

ツールボックス一覧
ツールボックスアイコンをタッチするだけでツールボックス画面へ移行

デジタルカメラに採用されている WB 補正グラフ上に表示します。

45

カスタムファンクションを含む本体設定

色温度の重要性を理解する

本体設定を使って自分の使用環境に合わせて機能や表示の内容をあらかじめ設定、編集することができ、メイン画面内のアイコンをタッチするだけでアクセスすることができます。カスタムファンクションの設定やプリセット値の編集もこの画面から行います。
項目名称

LB ステップ
カメラフィルターブランド

フラッシュ測定時のシャッター速度を 1 ステップ、1/3 ステップ、1/2ステップから選択
LB 指数の表示ステップを 1MK¯¹ ステップ、1daMK¯¹（小数点なし）

7500K
7000K
フラッシュ光（約 5000K〜5500K）

5500K
5000K

ホワイトバランスステップ

WB 補正画面における 1 マスのステップを下記の範囲で設定できます。
BA ： 0.5 〜 100.0 MK¯¹

4500K

メイン画面の本体設定アイコンをタッチするだけで本体設定画面へ移行

スペクトル Y 軸スケール

相対、オート、分光放射強度の絶対値（1.0μ˜100W・m²・nm¯¹）より選択

オートパワーオフ時間

何も操作されなかったときに、自動電源 OFF 機能が働くまでの時間を 5分、10 分、20 分、なし、から選択

液晶バックライトの明るさ

液晶バックライトの明るさを暗、中、明から選択

液晶バックライトの減光時間

電力の消費を抑えるために操作をしなくなってからバックライトを減灯するまでの時間を 20 秒、40 秒、60 秒、減灯しない、から選択

言語

タッチパネルに表示する言語の種類を English、日本語、中国語から選択

カスタマイズ項目初期化

本体設定の「カスタマイズする」の内容（1 〜 10 の項目）を工場出荷時の状態に初期化

日中（約 5500K）

2500K
2000K

アンバー側の光は低い数値で、ブルー側の光は高い値で表されます。写真や動画において正しく色を再現するためにはこの色温度を把握し、ホワイトポイント（ホワイトバランス）やフィルター補正を正しく設定する必要があります。

3500K

間違った設定をしてしまうと光の色に影響を受け、色カブリなどが起き正しい

3000K

GM ： 0.5 〜 20.0 を選択

ものを把握することができます。物体にあたる光源にも必ず色が存在するのでを表す値として「色温度」が存在し、K（ケルビン）という単位で表記されます。

4000K
蛍光灯
（約 3200K〜6500K）

体に当たった光が反射し、反射した光を認識することによって初めて色という（図 1 参照）、光源色の把握から正しい色の認識が始まるのです。そして光の色

6000K

カメラフィルターブランドについて Kodak WRATTEN 2、FUJIFILM、LEEを選択
照明フィルターブランドについて LEE、ROSCO CINEGEL またはROSCO E-COLOUR+ を選択

空（約 6500K〜8000K）

6500K

ステップ、0.1daMK¯¹（小数点あり）ステップから選択

照明フィルターブランド

視覚で認識するためには光が必要となり、色は視覚でしか認識できません。物

8000K

内容

カスタマイズする

シャッター速度ステップ

私たちは色や形のある世界に存在しています。色を始めとしたすべての物体を8500K

ろうそくの炎（約 2000K）表現ができません。正確な色温度を認識し、正しい補正値を求めるためにスペクトロマスター C-700 のようなカラーメーターが必要になるのです。

白熱灯・タングステン光（約 3200K）

図 1. 色温度スケールと代表的な光源

色の基準になるのは光源の色温度です。色温度が変わればイメージの色彩も変化します。そのため光源の色温度を把握し、最適な処理（ホワイトバランスの設定や対応したフィルムの選択、フィルター補正など）を行う必要があります。

プリセットを編集する

プリセット編集

デジタルとフィルムそれぞれのプリセットの編集

ダーク補正をする

ダーク補正

ダーク補正画面を表示し、ダーク補正を開始

情報を表示する

本体情報

本体の情報表示画面を表示

法規

認証表示画面を表示

本体設定一覧

ABC

図 2. 各光源による色温度の違い

スペクトロマスター C-700 の使用例

A フラッシュ光（5200K）
B タングステン光（2800K）

スペクトロマスター C-700 は従来の写真、映画の撮影現場だけではなく優れた機能と分光方式という測定方法から光測定にシビアな精C 蛍光灯（5500K）度を求められる環境でも活躍します。照明機材の製造メーカーやレンタルスタジオ、イベントホールなどの各照明機材の光源管理にも対応します。
複数の照明器具を使用する場合、それぞれの照明器具の色温度を合わせることが重要になります。照明器具の色温度が異なると正しいホワイトバランスや補正処理が行えず、色ムラが発生してしまい意図しない違和感の原因になってしまいます。違和感のあるイメージを後で画像処理するにも困難な作業となります。

照明器具の色管理や照明フィルターを使用した補正カメラフィルターを使用した色補正

色校正現場などの環境光測定

A

B

C

図 3. 外光と室内光を使った撮影
A 外光 5979K にあわせ 6000K で撮影
B 室内光（タングステン）2783K にあわせ 2800K で撮影
C 室内光にブルーフィルターをかけ 5161K に補正し 6000K で撮影
レンタルスタジオなど複数の光源に対する色管理
6

工場などの検査用照明の光源管理

ギャラリーの展示照明や舞台照明などの管理

窓際の雰囲気を出すため室内灯の補正は外光と完全に一致させず C-700 での値を見ながら調整してイメージを作った。
7