非観血式連続血圧計

CNAP® Monitor

The next generation of noninvasive monitoringCNAP® technology

非観血連続血行動態管理
一画面に全てのパラメータを表示

PARAMETERS
血行動態指標非観血式連続血圧波形／トレンド表示

心拍出量 CO, CI, SV, SI
全血管抵抗 SVR, SVRI

動的体液管理PPV, SVV
デバイス

連続血圧指標: Sys, Dia, MAP, Pulse
上腕NBP：Sys, Dia

パラメータ

CNAP® Monitor atSys, Dia, Mean, Pulse

CNAP® Monitor HD

Sys, Dia, Mean, Pulse, CO, CI, SV, SI, SVR, SVRI

オプション

PPV
SVV

16,17

確かな精度と使いやすさ

THE NEXT GENERATION OF NONINVASIVE MONITORING 簡単な操作で使いやすい15 立ち上がりが早い
血圧波形や測定値を直ちに反映し、立ち上がりから10秒で波形を表示します。
40秒で血圧値を表示、90秒で血行動態指標を表示できます。
 センサ装着のセルフチェック機能
CNAP®ダブルフィンガーカフが正しく装着されているかを自動で確認します。
 確かな精度と信頼性
 動脈内測定と同等の精度を実現1-11,18
 正確な連続血圧測定により、不安定な血圧変動や目標指向型療法(GDT)に対応
 動脈ラインに非侵襲血行動態測定を加えることが可能 リユーザブルカフを採用
 リユーザブルのCNAP®ダブルフィンガーカフを使用

 カフの多様なサイズ展開
 上腕NBPカフ：小児～大人用4種のサイズ展開
 CNAP®ダブルフィンガーカフ：大・中・小のサイズ展開

研究に適した設計

EASY & RELIABLE TOOL FOR RESEARCH11,12,13,14
 測定時間 60分中58分間（97％）のシグナルを使用
 校正を必要最低限にとどめ長時間安定した連続測定が可能
 アナログ出力
 校正した血圧波形、平均血圧、心拍出量、脈圧変動をアナログ信号として出力できます。
 データ保存と解析
 USBでのデータ保存
 CSVファイル形式でのデータ保存：
Matlab, MS Excel, SPSSなどのデータ解析ソフトウェアへのインポートが可能です。
 適応分野 生理学、心理生理学、自律神経学、神経学、心臓学、心理学、スポーツ医学、薬理学

測定原理

CNAP® Technology
血管除荷技術“VERIFI”アルゴリズム

校正 CNAP®測定原理の基本
指カフのセンサで血液量の変化を検出し、プレチスモグラフィー信号を連続血圧信号に変換しています。カフの減圧・加圧により脈圧を制御し、指先での血流を一定に保っています。
 独自のアルゴリズム“VERIFI”＝Vasomotoric Elimination and Reconstructed IdentiFicationof the Initial setpoint
動脈壁内の圧力変化による干渉を回避するためのアルゴリズム。
VERIFIアルゴリズムのフィルタリングにより、アーチファクトを除去し脈波からbeat-to-beatで正確に血圧情報を再構築します。
 上腕カフでの校正により絶対値を表示
内部自動校正や外部マニュアル校正など様々な設定が可能です。

1 Jeleazcov, C. et. al. Precision and accuracy of a new device (CNAP®) for continuous noninvasi
ve arterial blood pressure monitoring: assessment during general anaesthesia. BJA.105(3):264272 (2010).
2 Ilies, C., Investigation of the agreement of a continuous non-invasive arterial pressuredevice in comparison with invasive radial artery measurement. BJA. 108(2):202-10.
doi: 10.1093/bja/aer394 (2012).
3 Biais, M. et. al. Continuous non-invasive arterial pressure measurement: Evaluation of CNAPTM
device during vascular surgery. Ann Fr Anesth Reanim, doi:10.1016/j. annfar. 2010.05.002(2010)
4 Jagadeesh, AM., A comparison of a continuuous noninvasive arterial pressure (CNAPTM)
monitor with an invasive arterial blood pressure monitor in the cardiac surgical ICU.
Ann Card Anaesth. Jul-Sep;15(3):180-4. doi: 10.4103/09719784.97973 (2012).
5 Ilies, C. et al. Comparison of a continuous noninvasive arterial pressure device with invasive
measurements in cardiovascular postsurgical intensive care patients: A prospective
observational study. European Journal of Anaesthesiology, 31, 1–9. doi:10.1097/EJA.00000000000001366 (2014).
6 Wagner, J. Y. et al.Noninvasive continuous versus intermittent arterial pressure monitoring:evaluation of the vascular unloading technique (CNAP device) in the emergency
department. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine,22(1), 8. doi:10.1186/1757-7241-22-8 (2014).
7 Wagner, J. Y. et al. Continuous noninvasive arterial pressure measurement using thevolume clamp method : an evaluation of the CNAP device in intensive care unit patients.
J Clin Monit Comput, online. doi:10.1007/s10877-015-9670-2 (2015).
8 Kumar, A., et al. Evaluation of continuous non - invasive arterial pressure monitoring
during induction of general anaesthesia in patients undergoing cardiac surgery.
Indian J Anaesth, 59(1), 21–25. doi:10.4103/0019-5049.149444 (2015).
9 Kako, H. et al. Accuracy of the CNAPTM monitor, a noninvasive continuous blood pressuredevice, in providing beat-to-beat blood pressure readings in pediatric patients weighing
20-40 kilograms. Paediatric Anaesthesia, 1–5. doi:10.1111/pan.12173 (2013).

10 Dewhirst, E. et al. Accuracy of the CNAP monitor, a noninvasive continuous bloodpressure device, in providing beat-to-beat blood pressure readings in the prone position.
Journal of Clinical Anesthesia, 1–4. doi:10.1016/j.jclinane.2013.01.01(2013).
11 Gonzales, J. U. et al. Arterial stiffness is higher in older adults with increased perceived
fatigue and fatigability during walking. Experimental Gerontology.
doi:10.1016/j.exger.2014.12.005 (2014).
12 Lee JF, et a. The magnitude of heat-stress induced reductions in cerebral perfusion does
not predict heat-stress induced reductions in tolerance to a simulated hemorrhage.
Journal of Applied Physiology, 114(1), 37–44. (2013).
13 Sng, B. L. et al. Closed-loop double-vasopressor automated system vs manual bolus
vasopressor to treat hypotension during spinal anaesthesia for caesarean section: arandomised controlled trial. Anaesthesia, 1–9. doi:10.1111/anae.12460 (2013).
14 Cornick, J. E. et al. Consequences of objective self-awareness during exercise. Health
Psychology Open, 2(2), 2055102915598088. doi:10.1177/2055102915598088 (2015).
15 Benes, J., et al. Continuous non-invasive monitoring improves blood pressure stability in uprightposition: randomized controlled trial. Journal of Clinical Monitoring and Computing.
doi:10.1007/s10877-014-9586-2 (2014).
16 Ilies, C.et al.Detection of hypotension during Caesarean section with continuous non-invasivearterial pressure device or intermittent oscillometric arterial pressure measurement. British
Journal of Anaesthesia, 3–9. doi:10.1093/bja/aes224 (2012).
17 Siebig, S. et al. Continuous non-invasive arterial pressure technique improves patient monitoring
during interventional endoscopy. International Journal of Medical Sciences, 6(1), 37–42.
Retrieved from http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2631161&tool=pmcentrez&rendertype=abstract (2009).
18 Wagner, J. Y. et al. Continuous noninvasive cardiac output determination using theCNAP system: evaluation of a cardiac output algorithm for the analysis of volume clamp
method-derived pulse contour. Journal of Clinical Monitoring and Computing.
doi:10.1007/s10877-015-9744-1 (2015).

仕様

TECHNICAL SPECIFICATIONSCNAP®－非観血連続動脈圧測定
Sys:40-250mmHg
Dia:30-210mmHg
測定範囲
Mean:
35-230mmHg
Pulse rate:
30-200bpm
保護BF(defibrillation proof)
上腕動脈圧自動校正（NBP）
CNAP®血行動態： CO,CI,SV,SVR,SVI,SVRI

NBP－オシロメトリック式血圧測定
Sys:
成人 40-260mmHg
小児 40-230mmHg
測定範囲
Dia:
成人 20-200mmHg
小児 20-160mmHg
保護BF(defibrillation proof)

CO20,0-99,9 l/min 2

SVI20-500 ml/m 2

CI2

0,0-99,9 l/min/m 2

SVR20-9999 dyne*s/cm 5

SV0-500 ml
輸液反応性：CNAP® PPV, SVV
測定範囲
PPV 0-40%
電源
公称電圧100-240 VAC
供給周波数～50/60 Hz
本体寸法・質量SVRI

0-9999 dyne*s/cm 5 /m 2

SVV0-40%バッテリ

密閉型ゲルバッテリ
使用時間:2時間(完全充電）

寸法質量7.5Kg
付属品・ケーブル含む

測定範囲

280 x 270 x 250mm

環境条件
温度
動作時：10℃－40℃
保管時：0℃－40℃
湿度
動作時：15%－85% 非結露保管時：15%－95% 非結露、包装
気圧
動作時：647－1060 hPa
保管時：500－1060 hPa
画面
TFT-LCD 800 x 600 pixel
8.4インチユーザーインターフェース
操作
クリックホイール、ファストアクセスキー
インジケーター
視覚的・聴覚的警報指示、バッテリー残量、プリンタ情報、電源LED
トレンド表示
設定カスタマイズ： 数字・グラフ・アラーム履歴
調整可能な警報システム
生理的警報
優先度 中
技術的警報
優先度 低
接続
BP Wave Out
患者モニタに接続可能 (供給電圧2-10 VDC)
AUX Analog Output （ｵﾌﾟｼｮﾝ）
校正後連続血圧波形のアナログ出力 (-5V to 5V)
USBポートUSB 1.1 バンド幅12 MBits/s
プリンタ
感熱紙 58mm
準拠・承認
Safety ClassⅡ(IEC60601)
IEC60601-1
IEC60601-1-6
EN1060-4(NBP)
Class2b(93/42/EEC)
IEC60601-1-2
IEC60601-1-8
ISO81060-2(NBP)
患者装着部BFタイプ
defibrillation proof
IEC80601-2-30
知的所有権
US6,669,648
US8,114,025
US2011/0105918
EP1 179 991
EP1 675 507
EU 2493373
特許US7,390,301
US8,343,062
EP1 608 261
EU2493370※本カタログの記載内容は2016年5月のものです。本内容は予告なく変更することがあります。Version No.05/2016, V2.0, JAP

製造元
オーストリア CNSystems 社

正規販売店
イーストメディック株式会社〒920-0062 石川県金沢市割出町702番2
TEL：076-239-4761 FAX: 076-239-1771
E-mail: info@east-medic.jp
URL: http://www.east-medic.jp/