更新：2024/09

T&Dオプションカタログ-入力モジュール・電源・アタッチメントほか-

入力モジュール

メンテナンス・バッテリ

壁面アタッチメント

ケーブル、アンテナ

PTM -3010----------- p.2

TR- 00P2------------ p.5

TR- 05K3L----------- p.7

TR- 07C-------------- p.8

RTR- 05B2---------- p.5

TR-5WK1------------ p.7

TCM -3010----------- p.2

VIM -3010------------ p.2

AIM -3010----------- p.3

PIC-3150------------ p.3

PMP-3200---------- p.3

TR- 00P1------------ p.5
TR- 00P3------------ p.5RTR-500B1--------- p.5

TC-J01--------------- p.4
TC-T01--------------- p.4

TC-S01--------------- p.4

TR-5GK1------------ p.7

AC0101--------------- p.8

AT-50K1------------- p.7

CEL- 0151----------- p.8

TR- 07K2------------ p.7

AT-32K2------------- p.7

電源TC-K01--------------- p.4

US -15C-------------- p.8

CSR- 0011----------- p.8

AT-76K1------------- p.7

TR-3C30------------ p.4

ミニチュアプラグTR- 05K3------------ p.7

AD - 06A1------------ p.6
AD - 05A3------------ p.6

AD - 0620------------ p.6
AD - 05A2------------ p.6

AD - 05A4------------ p.6

RTR-500A2--------- p.6

BC- 0204------------ p.6

ソフトウェア DVD

SO-TD1-------------- p.9

入力モジュール
熱電対モジュール

14.5

54.5

78

27

TCM-3010

塩化ビニール被覆ケーブル

ポリカーボネート

TR-55i-TC付属価格 8,000円(税込 8,800円)

対象センサ
測定範囲
測定分解能
測定精度※

動作環境
センサ
接続部
対応機種

(センサの耐熱温度範囲内にて)

K, J, Tタイプ 0.1℃
Sタイプ		 約0.2℃
冷接点- -40～10℃：±0.5℃
補償精度 10～40℃： ±0.3℃
40～80℃： ±0.5℃
熱電対- K, J, Tタイプ
測定精度 ±(0.3+0.003×t)°C
Sタイプ±(1.0+0.003×t)°C

PTモジュール

その他[単位：mm ]

温度-40～80℃
湿度90％RH以下 結露しないこと
熱電対センサ用ミニチュアプラグを使用のこと
RTR505B, TR-55i-TC
生産終了機種 RTR-505-TC
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）※ t = 測定温度の絶対値
センサの誤差は含みません。

14.547.8

7827

PTM-3010

熱電対センサ K, J, T, Sタイプ
K -199～1370℃	  T -199～400℃
J -199～1200℃	  S -50～1760℃

�端子
�-M�.� 角座金付ネジ

TR-55i-Pt付属
価格 7,000円(税込 7,700円)

対象センサ Pt100 / Pt1000 (3線式, 4線式)
測定範囲

動作環境

4 線式センサの場合、端子1 本は未接続で使用

付属品
対応機種

-199～600℃(センサの耐熱温度範囲内にて)測定分解能 0.1℃
測定精度※ モジュール温度-40～10℃：±(0.5+0.003×t)℃
10～40℃： ±(0.3+0.003×t)℃
40～80℃： ±(0.5+0.003×t)℃

電圧モジュール

その他[単位：mm]

温度-40～80℃
湿度90％RH以下 結露しないこと
保護カバー (端子台の保護用)
RTR505B, TR-55i-Pt
生産終了機種 RTR-505-Pt
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）※ t = 測定温度の絶対値
センサの誤差は含みません。

19.44678

3.42711.7VIM-3010

塩化ビニール被覆
ケーブル

ポリカーボネート

�端子
電線差込型

TR-55i-V付属
価格 7,000円(税込 7,700円)

測定範囲 電圧0～22V
測定400mVまで 0.1mV
分解能
800mVまで 0.2mV999mVまで 0.4mV
3.2V まで 1mV
6.5V まで 2mV
9.999V まで 4mV
22V まで10mV
測定精度 モジュール温度-40～10℃：±1mV+読み値の0.5%
10～40℃： ±0.5mV+読み値の0.3%40～80℃： ±1mV+読み値の0.5%
23.3

ポリカーボネート

塩化ビニール被覆
ケーブル[単位：mm]プレヒー 3V～20V, 100mAまでスイッチ可能ト機能
1秒分解能で1秒から999秒までコンデンサ負荷は330µF以下
動作環境 温度-40～80℃
湿度90％RH以下 結露しないこと
対応機種 RTR505B, TR-55i-V生産終了機種 RTR-505-V
その他
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）

入力モジュール

AIM-3010

4-20mAモジュール

19.4782746

�端子
電線差込型

TR-55i-mA付属
価格 7,000円(税込 7,700円)

PIC-3150

ポリカーボネート

入力電流- 0～20mA  
範囲
40 mAまで動作可能
測定分解能 0.01mA
測定精度モジュール温度-40～10℃：±0.1mA   +読み値の0.3%
10～40℃： ±0.05mA+読み値の0.3%40～80℃： ±0.1mA   +読み値の0.3%
入力抵抗100Ω ±0.3Ω

動作環境
対応機種
その他

塩化ビニール被覆ケーブル[単位：mm]

温度-40～80℃
湿度90％以下 結露しないこと
RTR505B, TR-55i-mA
生産終了機種 RTR-505-mA
ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30）

パルス入力ケーブル
1400

3.4100M�.�圧着端子TR-55i-P付属
価格 3,000円(税込 3,300円)

PMP-3200

塩化ビニール被覆ケーブル

測定対象
入力信号

パルス数
無電圧接点入力 / 電圧入力 (0～27V)
破壊電圧：-5V, +27V
検出電圧
Lo 0.5V以下 / Hi 2.5V以上
チャタリン ON (15Hz以下) / OFF (3.5kHz以下)
グフィルタ 0-3V以上の矩形波信号において応答極性
Lo → Hi / Hi → Loのどちらかを指定カウント可能最大数
入力インピーダンス
対応機種[単位：mm]61439 / 記録間隔

約100kΩプルアップ

RTR505B, TR-55i-P
生産終了機種 RTR-505-P

Note：測定対象に接続するときは、端子の極性 (赤＋、黒 －} をご確認のうえ接続してください。

デマンド監視に！

パルス検出ケーブル
3551

2000

2018256

価格 8,000円(税込 8,800円)

入力出力センサ
パルス検出電流パルス幅
最小パルス間隔
信号出力
パルス幅

電源動作環境
付属品
対応機種
その他

CT

変換部

塩化ビニール被覆ケーブル

分割クランプ式電流センサ、窓径φ610～40mA、OFF 電流0.5mA以下、両極対応
10～30msec
パルス幅×2 または30ms以上で大きい方
負論理パルス Hi：電源電圧×0.7以上、Lo：1V以下
3msec～9ms
3.6V データロガー本体より供給
温度-10～50℃、湿度10～90％ 結露しないこと
電力量計接続用被覆電線, ケーブル固定用クランプ, ネジ
RTR505B, TR-55i-P, 生産終了機種 RTR-505-P
ケーブル延長3mまで可 (専用延長ケーブルTR-3C30)[単位：mm]Note：電力需給用複合計器50,000パルス/kWh, CT方式に対応しています。取引用電力メータへの取り付けは電力会社様へ依頼してください。

3入力モジュール

TR-3C30

入力モジュール延長ケーブル

3000
3.440.9

塩化ビニール被覆ケーブル[単位：mm]

価格 4,000円(税込 4,400円)

耐熱温度
防水性能

対応センサ/入力モジュール
使用条件

温度センサ：TSB-1351
温湿度センサ：SHB-3101, (生産終了HHB-3101)入力モジュール：TCM-3010, PTM-3010, VIM-3010, AIM-3010, PIC-3150,					 PMP-3200
温度センサ１本につき9mまで延長可能
温湿度センサ / 入力モジュール１本につき1本使用可能

熱電対モジュールTCM-3010とセンサの接続用プラグ
83.2

2.4

2011.9ミニチュアプラグ-25～60℃
防まつ形 生活防水

価格 各2,000円(税込 2,200円)

8

ケーブル固定用
ゴムブッシュ付属
16.2[単位：mm]

型番

TC-K01
TC-J01
TC-T01
TC-S01

熱電対センサ＋使用金属材質
－K

クロメル

T

銅

JS

4色

ハウジング
材質
耐熱温度

アルメル

黄NYLON66

200℃

コンスタンタン

青NYLON66

200℃

鉄

コンスタンタン

銅銅黒緑

NYLON66

NYLON66

200℃

200℃

データロガー用メンテナンス・バッテリ

TR-00P1

価格 1,000円(税込 1,100円)

TR-00P3

価格 1,400円(税込 1,540円)

RTR-500B1

電池寿命約4年
価格 7,000円(税込 7,700円)

メンテナンスセット

TR-00P2対応機種：
TR41A / 42A / 43A, RTR501B(L) /502B(L) / 503B(L) / 505B(L) / 507B(L),
TR-51i / 52i / 55i
生産終了 TR41 / 42, RTR-501(L) /502(L) / 503(L) / 505(L) / 507S(L) /507(L),RTR-5シリーズ, TR-5S / 5シリーズ
パッケージ内容:ゴムパッキン, ネジ×2, 乾燥剤, 両面
テープ

価格 2,000円(税込 2,200円)

リチウム電池RTR-05B2対応機種※：
TR41A / 42A / 43A / 45, RTR501B /502B / 503B / 505B / 507B, TR-51i /52i / 55i
生産終了 TR41 / 42, RTR-501 / 502 /503 / 505 / 507S / 507, RTR-5シリーズ,  TR5S / 5シリーズ※ 長期間ご利用の場合、パッキンなどを同時に交換することをお勧めします。メンテナン
スセットを含むTR-00P2をお求め下さい。
(TR45を除く)

電池寿命約4年価格 4,500円(税込 4,950円)

大容量バッテリパック

対応機種：
TR41A / 42A / 43A, RTR501B / 502B /503B / 505B / 507B生産終了 TR41 / 42, RTR-501 / 502 /503 / 505 / 507S / 507
使用環境温度：-40～80℃
防水性能：データロガーに準ずる
パッケージ内容：
メンテナンスセットTR-00P1, リチウム電池LS26500, ケース
ケース
アタッチメントフック

4(取り外し可)314624731[mm]

5低温電池セット対応機種：
TR41A / 42A / 43A, RTR501B / 502B /503B / 505B / 507B, TR-51i / 52i / 55i
生産終了 TR41 / 42, RTR-501 / 502 /503 / 505 / 507S / 507, RTR-5シリーズ, TR5S / 5シリーズ
パッケージ内容:
メンテナンスセットTR-00P1, リチウム電池LS14250

大容量バッテリパック用電池セット

対応機種※：
TR41A / 42A / 43A , RTR501BL / 502BL/ 503BL / 505BL / 507BL
生産終了 TR41 / 42, RTR-501L / 502L /503L / 505L / 507SL / 507, RTR-5シリーズ
パッケージ内容：
メンテナンスセットTR-00P1, リチウム電池LS26500  ※ TR41A / 42A / 43A, TR41 / 42は大容量バッテリパック（RTR-500B1）を利用する場合

電源
ACアダプタAD-06A1

TR-76Ui / 76Ui-S, RTR-576 /576-S付属
価格 3,500円(税込 3,850円)

AD-05A3

AD-05A2

入力：AC 100-240 V
出力：DC 6V, 500mA
周波数：50 / 60Hz
ケーブル長：1.8m
対応機種：
データ収集機 RTR500BC（生産終了 TR57DCi, RTR-500DC, RTR-50, RTR-57C, TR57C, RTR-500AW / 500NW, RTR-500C）
データロガー TR-76Ui (-S), RTR-576 (-S)
（生産終了 TR-76Ui-H, RTR-576-H, TR700Wシリーズ, RTR-7シリーズ）

価格 3,500円(税込 3,850円)

ACアダプタAD-05A4

入力：AC 100-240V
出力：DC 5V, 3A
周波数：50 / 60Hz
ケーブル長：1.2m
対応機種：
データ収集機 RTR500BM（生産終了 RTR500MBS-A, RTR-5W, WS-2）
充電器 RTR-600BD
生産終了データロガー WDR-3, WDR-7,
TR-7Wシリーズ

Note：TR7シリーズで使用すると本体が発熱します。TR-71A / 71nw / 71wb / 71wfは内蔵センサの測定値が大幅に上昇しますので、外付け温度センサで測定してください。

ACアダプタ

入力：AC 100-240V
出力：DC 5V,  1A
周波数：50 / 60Hz
ケーブル長：1.8m
対応機種：データ収集機 RTR500BW

RTR-500A2 外部電源アダプタ

外部電源ユニット

入力電圧：DC 6V
バックアップ電源：
ニッケル水素電池（内蔵/停電時用）
充電方式：トリクル充電
使用環境温度：0～60℃
防水性能：なし
パッケージ内容：
ACアダプタAD-06A1, ケース, ケース用ネ
ジ, ケース用ゴムパッキン, ACアダプタ用
Oリング
対応機種：
データロガー TR42A, RTR502B / 503B /価格 7,000円(税込 7,700円)
505B / 507B（生産終了 TR42, RTR-502 /
503 / 505 / 507S / 507）
ケース
ニッケル水素電池内蔵で4約4日間※のバックアップ
アタッチメントフック

電源：単1アルカリ乾電池(LR20)×3
電池寿命：約１年(中継機として使用し、15分ごとにモニタリングを行った場合)
ケーブル長：1.8m
対応機種：
データ収集機 RTR500BC（生産終了 RTR500C）
生産終了データロガー RTR-7シリーズ

価格 7,500円(税込 8,250円)

BC-0204

USB Mini-Bタイプ
入力：AC 100-240V
出力：DC 5V,  1A
周波数：50 / 60Hz
ケーブル長：1.5m
対応機種：
データロガー TR71A2 / 72A2 (-S) / 75A2,TR-71nw / 72nw (-S) / 75nw, MCR-4V,
MCR-4TC（生産終了 TR71A / 72A (-S) /75A, TR-71wb / 72wb (-S) / 75wb, TR-71wf/ 72wf (-S / -H) / 75wf, TR-72nw-H）

価格 3,500円(税込 3,850円)

価格 3,500円(税込 3,850円)

AD-0620

ACアダプタ

バッテリ接続用アダプタ(取り外し可)電源の条件：電圧 入力DC 9～38V，			 出力DC 5V
電流：MAX 2A
対応機種：
データ収集機 RTR500BC, RTR500BM

36247

赤黒31[mm]

価格 4,000円(税込 4,400円)
赤（プラス）黒（マイナス）
AWG #��

14

ミニ平型ヒューズ
�A / ��V※ ニッケル水素電池の充電量によります。内部温度が2～3℃上昇するため、RTR501B、TR41A / 43Aには使用できません。
L型DCプラグ

2000[mm]

Note：条件に合うバッテリを別途用意してください。

6壁面アタッチメント

TR-05K3

TR-05K3L

ポリカーボネート

ポリカーボネート

68.4

70
66.6

66.6

24.7
[mm]

価格 1,500円(税込 1,650円)

対応機種：
データロガー TR41A / 42A / 43A, TR-51i /52i / 55i, RTR501B / 502B / 503B / 505B/ 507B（生産終了 TR41 / 42, RTR-501 /502 / 503 / 505 / 507S / 507, RTR-51A /52A / 53A, RTR-52Pt, RVR-52, TR-5S / 5シリーズ）
付属品：壁面固定用ネジ×2, 両面テープ

価格 2,000円(税込 2,200円)

Note：ポリカーボネートは-30℃以下では強い衝撃を受けた際に亀裂が入る恐れがあります。

TR-5GK1

ポリウレタン
Oリング
（ゴム）

40

ポリカーボネート8610643[mm]対応機種：
データ収集機 RTR500BM（生産終了 RTR500MBS-A）
価格 4,000円(税込 4,400円) 付属品：
本体固定用Oリング, 壁面固定用ネジ×2,両面テープ

AT-50K1※ TR41A / 42A / 43A / 41 / 42は大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時に利用可能です。

70

アルミ[mm]対応機種※：
データロガー RTR501BL / 502BL / 503BL/ 505BL / 507BL, TR41A / 42A / 43A, TR45
（生産終了 TR41 / 42, RTR-501L / 502L /503L / 505L / 507SL / 507L, RTR-51AL /52AL / 53AL, RTR-52PtL, RVR-52L）
付属品：壁面固定用ネジ×2, 両面テープ

TR-5WK173.351.7

価格 2,000円(税込 2,200円)

TR-07K2クロロプレンゴム
アルミ

17.8[mm]対応機種：
データ収集機 RTR500BW（生産終了 RTR500NW / 500AW, RTR-5W）
生産終了データロガー WDR-3, WDR-7,WS-2
付属品:
本体固定用ネジ, 壁面固定用ネジ×2,両面テープ
ポリカーボネート
52

Oリング
（ゴム）

9075[mm]792535[mm]対応機種：
データ収集機 RTR500BC（生産終了 RTR価格 3,000円(税込 3,300円)500C）
付属品：
本体固定用Oリング, 壁面固定用ネジ×2,両面テープ

AT-76K1

価格 1,000円(税込1,100円)

AT-32K2

アルミ

ポリカーボネート

60

68.8

50

50.7[mm]

価格 3,500円(税込 3,850円)

対応機種：
データロガー TR71A2 / 72A2 (-S) /75A2, TR-71nw / 72nw (-S) / 75nw, TR74Ui (-S) / 73U, RTR-574 (-S) （生産終了 TR71A / 72A (-S) / 75A, TR-71wb /72wb (-S) / 75wb, TR-71wf / 72wf (-S /-H) / 75wf, TR-72nw-H, TR-74Ui-H, RTR574-H, TR-700Wシリーズ, TR-71Ui / 72Ui /77Ui, TR-7Uシリーズ）
付属品：壁面固定用ネジ×2, 両面テープ

145

対応機種：
データロガー TR-76Ui (-S), RTR-576 (-S)
（生産終了 TR-76Ui-H, RTR-576-H）
付属品：壁面固定用ネジ×2

価格 500円(税込 550円)

7[mm]

対応機種：
データロガー TR32B（生産終了 RTR-322）
付属品：壁面固定用ネジ×2

通信ケーブル

US-15CUSB Mini-B 通信ケーブル

TR-07C

PCとの通信用
ケーブル長：1.5m

価格 1,500円 (税込 1,650円)

価格 4,500円 (税込 4,950円)

シリアル通信ケーブル

PCとの通信用
ケーブル長：1.5m
D-sub9ピンコネクタ
対応機種※：
データ収集機 RTR500BC（生産終了 TR57DCi, RTR-500DC, RTR-500C）データロガー TR-74Ui (-S) / 76Ui (-S) /73U  

Note：別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります

ケーブル

AC0101

外部警報接続ケーブル

対応機種：
データ収集機 RTR500BM（生産終了 RTR500MBS-A）データロガー RTR-576 (-S), TR-76Ui (-S)
（生産終了 RTR-576-H, TR-76Ui-H）

価格 1,000円 (税込1,100円)➀白➁黒➂黄➃灰日本圧着端子
PAP-��V-S

AWG ＃��

1000[mm]

Note：使用条件は、RTR500BシリーズヘルプまたはTR-76Ui 操作ガイドをご参照ください。https://www.tandd.co.jp/manual/

アンテナ

CSR-0011

LTEアンテナ

CEL-0151

アンテナ高：135mm
RP-SMAコネクタ
対応機種：データ収集機 RTR500BM

価格 2,300円 (税込 2,530円)

価格 3,500円 (税込 3,850円)

8

延長アンテナアンテナ高：88.5mm
ケーブル長：1.5m
RP-SMAコネクタ
対応機種：データ収集機 RTR500BM

ソフトウェアDVD

SO-TD1

T&D Software

収録ソフトウェア：
RTR500BW for Windows
RTR500BM for Windows
RTR500BC for Windows
RTR-600 設定ユーティリティ
TR7 for Windows
CO2 Recorder for Windows
価格 1,000円 (税込 1,100円) Illuminance UV Recorder for Windows
MCR for Windows
T&D Recorder for Windows
T&D Data Server
T&D Graph
Note：現行製品のWindows用標準ソフトウェアがセットになったDVD-ROMです。ソフトウェアを公式サイトからダウンロードできない場合にご利用ください。

9