小型圧力センサー

㻭㻯㻼㻯

Hグレード圧力センサー特徴

all sensorss _L1B JO)0 及び_L1B 14* 圧力範囲s 直の線性（高精度版）
s温度補正
s ゼロ及びスパン較正済み

応用分野

この小型シリーズ圧力センサーはセンサーサイズを軽減しつつも高い性能を維持するために独自技術に基づいています。このモデルはより良いオフセット特徴を持つ較正ミリボルト出力を提供します。 温度、ウォームアップへの安定性、長期安定性、姿勢特性の変化に伴う出力オフセット誤差は従来の補正方法に比べ全て大きく軽減されています。
このセンサーは微細加工されたシリコンや、圧力集中を高めた構造により、圧力測定時の理想的な直線出力をFax：047-489-5940提供するために有効活用されています。
これらの較正および温度補正されたセンサーは広範囲の温度変化において正確で安定した出力を提供します。
このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食的、不活性ガスに使われる事を目的としています。
H­グレードはミリボルト出力圧力センサーの中で高精度なものです。

電話：047-489-5939

出力は電源に対して比例しています。

動作回路

図面

No Pressure Port

Single Pressure Port

Marking:right dot: gold: H-Gradeleft dot:
L04: white
L10: yellow
0.3: pink
1.0: green
05: blue
15: purple
30: orange
100: brown

入力抵抗

5.0 k ohm

出力抵抗3.0 k ohm

Dual Pressure Port

Approvals
MKT

As Is

DATE

With Change

6aaHZchdgh

MFG

As Is

DATE

With Change

ENG

As Is

DATE

With Change

QA

As Is

DATE

With Change

9H"%&%,GZk7

オールセンサーズアジアパシフィック株式会社

概要

IUUQXXXBMMTFOTPSTBQBDDPN

s 医療機器s 環境制御関連
s (6!#㻭㻯㻼㻯
基本仕様

環境仕様

供給電圧 VT

16 Vdcコモンモード圧力

温度範囲

50 psig L1B

補償温度範囲

0 _ (50)70° C

250°C

動作温度範囲-25 _ 85° C

保存温度範囲-40 _ 125° C

最大湿度

 _  2(リード線耐久温度(はんだ付け時間2〜4秒)(結露なきこと)

標準圧力範囲
無圧ポート

シングル圧力ポート

デュアル圧力ポート

国際単位型式

型式

0 - L1B

4 INCH-GF-HGRADE-MINI

4 INCH-D-HGRADE-MINI

3 PSI

0.3 PSI-GF-HGRADE-MINI

0.3 PSI-D-HGRADE-MINI

3 PSI

圧力範囲

圧力範囲

4 INCH-G-HGRADE-MINI

0 - 4 “H2O

0.3 PSI-G-HGRADE-MINI

0 - 0.3 PSI

0 - L1B

10 INCH-G-HGRADE-MINI 0 - 10 “H2O

型式

米国単位過負荷耐圧

0 - L1B

10 INCH-GF-HGRADE-MINI 10 INCH-D-HGRADE-MINI

5 PSI

1 PSI-G-HGRADE-MINI

0 - 1 PSI

0 - L1B

1 PSI-GF-HGRADE-MINI

1 PSI-D-HGRADE-MINI

10 PSI

5 PSI-G-HGRADE-MINI

0 - 5 PSI

0 - 5L1B

5 PSI-GF-HGRADE-MINI

5 PSI-D-HGRADE-MINI

20 PSI

15 PSI-A-HGRADE-MINI

0 - 15 PSIA

0 - L1BA 15 PSI-AF-HGRADE-MINI

15 PSI-G-HGRADE-MINI

0-15 PSI

0-L1B

30 PSI-A-HGRADE-MINI

0 -30 PSIA

0 -L1BA 30 PSI-AF-HGRADE-MINI

30 PSI-G-HGRADE-MINI

0-30 PSI

0-L1B

30 PSI-GF-HGRADE-MINI

100 PSI-G-HGRADE-MINI

0-100 PSI

0-00L1B

100 PSI-GF-HGRADE-MINI

15 PSI-GF-HGRADE-MINI

60 PSI
60 PSI

15 PSI-D-HGRADE-MINI

60 PSI
60 PSI

30 PSI-D-HGRADE-MINI

150 PSI

4 INCH-G-HGRADE-MINIの特性仕様
最小定格

最大単位

動作領域, 差圧

--

4.0--

“H2O

スパン出力, 追記5242526

mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて--

--

±0.5

mV

オフセット温度影響（0℃〜50℃）,追記2--

--

±0.5

mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5

FSスパンシフト (0°C-50°C), 追記 2--

--

±1FS

パラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, 差圧--

10.0--“H2O

スパン出力, 追記5192021mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2--

--

±1FS

パラメータ, 追記 1

10 INCH-G-HGRADE-MINIの特性仕様

B^c^VijgZ="\gVYZEgZhhjgZHZchdgh㻭㻯㻼㻯
定格

最大単位

動作領域, 差圧

--

0.3--

PSI

スパン出力, 追記5192021mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて----±0.5mVオフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2--

--

±1

FS

パラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, 差圧

--

1.0--

PSI

17.82

18.00

18.18mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2

----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--

0.25

0.5

FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2--

--

±1FS

最小定格

最大単位

動作領域, 差圧

--

5.0--

PSI

スパン出力, 追記559.4

60.060.6mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5

FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2----±1

FSパラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, ゲージ圧--

15.0--

PSI

スパン出力, 追記589.1

90.0

90.9mV

オフセット電圧, ゼロ点ゲージ圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5

FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2----

±1

FS

IUUQXXXBMMTFOTPSTBQBDDPN

最小パラメータ, 追記 1

all sensors

0.3 PSI-G-HGRADE-MINIの特性仕様

スパン出力, 追記5Fax：047-489-5940

1 PSI-G-HGRADE-MINIの特性仕様

オールセンサーズアジアパシフィック株式会社

パラメータ, 追記 1

電話：047-489-5939

5 PSI-G-HGRADE-MINIの特性仕様

15 PSI-G-HGRADE-MINIの特性仕様

6aaHZchdgh

9H"%&%,GZk7㻭㻯㻼㻯
15 PSI-A-HGRADE-MINIの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, 絶対圧--

15.0--

PSIA

スパン出力, 追記589.1

90.090.9mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2----±1FS

パラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, ゲージ圧--

30.0--

PSI

スパン出力, 追記589.1

90.090.9mV

オフセット電圧, ゼロ点ゲージ圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--

0.25

0.5FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

--

--

±1

FS

パラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, 絶対圧--

30.0--

PSIA

スパン出力, 追記589.1

90.090.9mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2----±1FS

パラメータ, 追記 1

最小定格

最大単位

動作領域, ゲージ圧--

100.0--

PSI

スパン出力, 追記599.0

100.0101.0mV

オフセット電圧, ゼロ点ゲージ圧にて----±0.5mV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2----±0.5mV

直線性, 再現性誤差, 追記 4--0.250.5

FS

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2----±1FS

30 PSI-G-HGRADE-MINIの特性仕様

30 PSI-A-HGRADE-MINIの特性仕様

100 PSI-G-HGRADE-MINIの特性仕様

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、定格フルスケール圧力と室温に関して 全てのパラ メータは 12.0 ボルト の励起電圧で測定されています。圧力測定はポート B にかかる正圧で す。

追記 2: シフトは25℃時を参考にしています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の 1 時間によるものです。
追記 4: ベストフィットストレートラインを使用した定格圧力フルスケールの 1/2 を 測定したも のです。
追記 5: フルスケール圧力でのオフセット電圧にかかる電圧です。

応答速度：かかる圧力の 90％に要する応答速度は通常 100 秒以下となります。
オールセンサーズはここに記載したいかなる製品を改良する権利を保有します。オールセンサーズはここに記載したいかなる製品および回路の応用や使用により発生する責任を担うことを意図していません。
占有特許権やその他の権利を譲渡していません。

B^c^VijgZ="\gVYZEgZhhjgZHZchdgh