膜膜 厚厚 計計
デュアルタイプ膜厚計

LZ-990（ケツト科学研究所）■仕様

型式
LZ-990測 定 方 法電磁・過電流式兼用（自動判別機能付き）
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜
測 定 範 囲0〜2,000㎛または0〜80.0mils
50㎛未満±1㎛、50㎛以上1,000㎛未満±2％
測 定 精 度
1,000㎛以上2,000㎛未満±3％分
解能100㎛未満0.1㎛ 100㎛以上1㎛
表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD、表示最小桁0.1㎛）
デ ータメモリ
約1,000点
アプリケーションメモリ 電磁式・過電流式各８種 計16本の検量線を記憶
電源
電池1.5V（単４アルカリ）×２
消 費 電 力40mW（バックライト非点灯時）
電 池 寿 命60時間（バックライト非点灯時、連続使用）
動作環境温度
0〜40℃
アプリケーション・メモリ（検量線）、測定データメモ
リ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源
機
能ON/OFF機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15種

項目

その他

樹脂

ラッカー

エナメルプラスチック

ゴム

塗装

鉄 ・ 鋼

︵陽極酸化被膜︶
アルマイト

その他

アルミニウム

銅

錫

クローム

亜鉛

ライニング

エナメル

ゴム

樹脂

素地

ラッカー

プラスチック

測定被膜

塗装■LZ-990測定可能な被膜と素地の関係

アルミニウム・銅・真ちゅう等

概要
プローブ交換なしで磁性金属／非磁性金属上の被膜を素早く測定できます。
鉄や鋼などに施されたペイント厚やメッキ厚等の測定と、アルミや銅などに施されたペイント厚やアルマイト被膜厚等の測定が可能です。

●DC：単４形乾電池×２■電源●35時間（アルカリ）■電池寿命

デュアルタイプ膜厚計■付属品

外 部 出 力 パソコン（USB）、プリンタ（RS-232C）に出力可能
寸 法・質 量W82×D99.5×H32㎜、約160g
ゼロ板ホルダ（鉄素地、アルミ素地）、標準板（50、付属品 100、1,000㎛）、キャリングポーチ、電池1.5V（単４アルカリ）×２、取扱説明書、リストストラップ
お問合せコード8510●鉄素地（FE-J）●アルミ素地（NFE-J）●標準板×３

LZ-373（ケツト科学研究所）■仕様

型式
LZ-373測 定 方 式
電磁誘導式・渦電流式兼用
測 定 対 象 磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜
電磁誘導式：0〜2,500㎛または99.0mils
測 定 範 囲渦電流式：0〜1,200㎛または47.0mils
適 合 規 格JIS K5600-1-7
アプリケーションメモリ
電磁誘導式50本、渦電流式50本
50㎛未満：±1㎛、50㎛以上1,000㎛未満：±2％
測 定 精 度
1,000㎛以上：±3％分
解能100㎛未満：0.1㎛、100㎛以上：1㎛
デ ータメモリ
39,000点項目18
計測機器・通信機器・医療機器〈測定原理〉
電磁誘導式（LE-373、LZ-373のFeプローブ）

交流電磁石を鉄（磁性金属）に接近させると、接近距離によって、コイルを貫く磁束数が変化し、そのためコイル両端にかかる電圧が変化します。この電圧変化を電流値から読み取り、膜厚に換算したのが電磁式膜厚計で、磁性金属上の非磁性被膜の測定用です。

渦電流式（LH-373、LZ-373のNFeプローブ）

高周波電源

一定の高周波電流を流した誘導コイルを金属に近づけると、金属表面上に渦電流が生じます。この渦電流は誘導コイルと金属面との距離に応じて変化し、そのため誘導コイル両端にかかる電圧も変化します。この変化を電流値から読み取り、膜厚に換算したのが渦電流式膜厚計で、非磁性金属上の絶縁被膜の測誘導コイル定用です。
絶縁被膜
非鉄金属

アプリケーション選択、素地補正、データ削除、データメモリ、上下限設定、統計計算（測定回数・平均値・標準付 加 機 能 偏差・最大値・最小値）表示選択、日付・時刻、自動off時間、バックライト明るさ、バックライト時間、単位、データ出力、自動ロット区分、測定方法、メンテナンスモード
表 示 方 法 デジタル（バックライト付LCD、128×64Dots、表示最小桁0.1㎛）
外 部 出 力パソコン
（USBまたはRS-232C）
電源
電池1.5V（単３アルカリ）×４
消 費 電 力80mW（バックライト非点灯時）
電 池 寿 命 100時間（バックライト非点灯時、連続使用）
使用温度範囲0〜40℃
寸 法・質 量W75×D145×H31㎜、0.34㎏

付属標準板（10㎛・50㎛・100㎛・500㎛・1000㎛・1500㎛いずれも近似値・各1枚、計6枚/ただしLH-373には1500㎛は品 付属せず計5枚）、標準板ケース、単3アルカリ電池1.5V、プローブアダプタ、キャリングケース、鉄素地（LE-373/LZ-373のみ）、アルミ素地（LH-373/LZ-373のみ）

標準板（付属品以外の厚さ）、測定スタンド「LW-990」、データロガーソフト「LDL-03」、パソコンケーブル、オ プ シ ョ ン RS-232C-USBケーブル、データ管理ソフト「McWAVELite」「McWAVE Std」
「McWAVE Pro.」「MultiProp」
お問合せコード

18-328508

膜厚計・厚さ計
膜厚計・厚さ計
渦電流式膜厚計

EDY-5000（サンコウ電子研究所）
概要
鉄以外の金属（アルミ、アルミ合金、鍋など）やオーステナイト系ステンレス（磁性のないステンレス）に表面処理された絶縁性皮膜（アルマイト、塗装、ライニングなど）の膜厚を非破壊で測定します。
測定範囲が０〜5000㎛まで測定可能なワイドレンジモデルです。

■仕様●単４形乾電池×４■電源●10時間（アルカリ）■電池寿命

超音波厚さ計■付属品

型式

EDY-5000
測 定 範 囲0〜5.00㎜
表 示 分 解 能
0.01㎜：1.00〜5.00㎜ 1㎛：0〜999㎛
測 定 鮮 度 均一面に対して±0.01㎜または指示値の±２％表 示 方 式
LCDデジタル、キーロック機能付
メモ
リ
検量線×１本、最終測定値
φ18×55㎜
プ ロ ー ブ
１点定圧接触式、Vカット付、
電源 単４型乾電池（1.5V）×４本、オートパワーオフ機能付
使 用 温 度
0〜40℃（結露しないこと）
寸 法 / 質 量
80×35×150㎜（W×H×D）/330g
付
属品
標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース
お問合せコード8509●センサープローブ●サンプル板（2000㎛、302㎛）●テスト用ゼロ板

項目

AD-3255（エーアンドディー）

金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に■ 1台でワイドな計測範囲をカバー
0.8〜300㎜■ 0.01㎜の表示分解能（0.01/0.1㎜の表示切り替え可能）■ 用途にあわせて3種類の探触子を使用可能■仕様
項目● 探触子のゼロ点調整が可能。
4㎜相当の試験片付属● 探触子の交換が可能● 音速調整が可能

1点調整、2点調整または数値入力で調整可能。設定内容と調整データは記憶されます。

● カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能● 乾電池の残量表示機能● オートパワーオフ機能● バックライト機能（暗い環境でも見やすい表示）型式

計 測 方 式
計 測 単 位
計 測 頻 度計 測 範 囲計 測 精 度 ※精度保証温度範囲
音速可変範囲電源/電池寿命
電池容量表示
使用温湿度範囲
寸 法 / 質 量
お問合せコード

AD-3255
超音波パルス反射方式㎜
シングルポイントモード7回/秒、スキャンモード16回/秒
7MHz探触子 AD-3255-02（標準付属探触子）の場合 0.8〜200.0㎜±0.1㎜±0.5％（計測範囲0.8〜50.0㎜）±0.1㎜±1.5％（計測範囲50.1〜300.0㎜）
5〜40℃
1000〜9999m/s
単3形アルカリ乾電池2個/連続30時間以上（25℃、バックライトオフ、4㎜計測時）
乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。
0〜50℃、85％RH以下（ただし結露なきこと）
73（W）×143（H）×32（D）㎜/約160g（乾電池含まず）
8512※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。

18-33

計測機器・通信機器・医療機器■ 広い範囲の最小厚さを計測できる
スキャンモード搭載

18