PMF86000シリーズ
マスエアフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

概要

Gen IIマスフローセンサPMF86000シリー
ズは、呼吸ケアやその他の医療機器・計測機器用途向けに設計されています。前世代のソリューションと比較して、PMF86000
シリーズは精度、再現性、およびS/N性能が向上しています。

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

用途
••
•
•
•
•
•

酸素濃縮装置呼吸器・人工呼吸器
ネブライザー
CPAP装置
麻酔のデリバリー
環境モニタリング
燃料電池の制御

特長
••
•
•
•
•
PMF86000シリーズには、最新の微細加工技術を駆使したポシファの第3世代サーマルフローダイが搭載されています。センサの基板全体は、センサダイを含めてパリレンでコーティングされており、高湿度や微量の腐食性ガスなどの厳しい環境下でも信頼性の高いセンサを実現します。PMF86000シリーズは、
シングルメインフローパス設計を採用し、バイパスが水の結露や塵埃で詰まるリスクを排除しています。

高精度・低ノイズ
高速応答性
結露水や塵埃に強い
長期安定性
双方向フローセンシング(オプション)
アナログ、 I2C、リニア出力

最大定格••••

動作温度︓-25℃～65
補償温度 0°C から 50°C
保存温度︓-25℃～70
過圧︓50psi

PMF88000センサはアナログ（電圧）出力とデジタルI2C出力を備え、双方向の流量測定に対応しています。

210317_Datasheet_PMF86000_MassAirFlowSensor_Rev2 | Mar 2021 | PAGE 1 OF 5

PMF86000シリーズ
マスエアフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

仕様
Test Conditions: Vin=5±0.01VDC, Ta=22°C.
仕様

MIN

TYP

MAX単位

PMF86050

50

SLM

PMF86100

100

SLM

PMF86150

150

SLM

PMF86200

200

SLM

PMF86300

300

SLM6553 to 58981

count

出力カウント(デジタルNull カウント (デジタル)

5898
0.5 to 4.5出力(アナログ)
Null 出力 (アナログ)

7208

0.45

count
VDC

0.55

VDC

流量再現性

0.5% F.S.

精度

1%

F.S.

4%Reading

5ms

流量応答時間35

ウォームアップ時間
オーバープレッシャー

50

動作温度

-25

条件

0 to 25% F.S.
25% to 100% F.S.

sec
psi

85°C

供給電力

5VDC

We recommend using
1% voltage regulator

供給電流20mA

at 5 VDC supply

接ガス面材質

シール用ナイロン、パレリン、シリコーン

注意事項:1. SLM: standard liter per minute. 標準的な条件: 0 °C 、1気圧。 NLPM (nominal liter per minute)とも呼ばれる。
2. 校正された全流量範囲および温度範囲における、公称値からの出力の最大偏差。誤差には、オフセット、フルスケールスパン、直線性、流量ヒステリシス、再現性、補正温度範囲における温度効果が含まれます。
3. 反応速度は立ち上がり10～90％となり、内部空気圧により影響されることもあります。
210317_Datasheet_PMF86000_MassAirFlowSensor_Rev2 | Mar 2021 | PAGE 2 OF 5

PMF86000シリーズ
マスエアフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

出力電圧
For PMF86000 アナログ出力

フローレートの計算= [(出力電圧- 0.5 V) / 4 V] x フルスケールでのフローレート例） PMF86200 のフルスケールフローレートは200 SLM。 出力電圧が3.5 Vの場合、 フローレートは: [(3.5 V - 0.5 V)/4V x 200 SLM] =150 SLM

For PMF86000デジタル出力
フローレートの計算 = [(カウント - 6553) / 52428] x フルスケールでのフローレート
例）PMF86200 のフルスケールフローレートは200 SLM。デジタル出力が 10000を示す時、フローレートは: [(10000 - 6553)/52428 x 200 SLM] = 13.15 SLM*I²C 通信のアプリケーションノートについてはお問合せ下さい。

210317_Datasheet_PMF86000_MassAirFlowSensor_Rev2 | Mar 2021 | PAGE 3 OF 5

PMF86000シリーズ
マスエアフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

パッケージ寸法123456

Pin#Description

1Vdd

2

GND

3Out4SDA

5

SCL

6N/C

注釈:
1. コネクタは、JST S6B-PH-SM4-TB または同等品です。

210317_Datasheet_PMF86000_MassAirFlowSensor_Rev2 | Mar 2021 | PAGE 4 OF 5

PMF86000シリーズ
マスエアフローセンサ〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

注文情報
型番仕様

PMF86050

50 SLM, voltge and digital I2C output, Linear

PMF86100

100 SLM, voltge and digital I2C output, Linear

PMF86150

150 SLM, voltge and digital I2C output, Linear

PMF86200

200 SLM, voltge and digital I2C output, Linear

PMF86300

300 SLM, voltge and digital I2C output, Linear

注意︓PMF86100-Bのように双方向型の場合は-Bで表記してください。

210317_Datasheet_PMF86000_MassAirFlowSensor_Rev2 | Mar 2021 | PAGE 5 OF 5