本体編®

TR-57U
取扱説明書
お買い上げありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

© Copyright

T&D Corporation. All rights reserved.
2009.4 16004444070 第 5 版

本書に関しての注意
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
パソコンの故障およびトラブルまたは取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障およびトラブルは、弊社の保証対象には含まれません。
- 本書の著作権は、株式会社ティアンドデイに帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載・複製・改変などを行うことは禁じられています。
- Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
また、Windows Vista ™は、米国 Microsoft Corporation の米国におけるトレードマークです。
- 使用及び表示されている商標、サービスマーク及びロゴマークは株式会社ティアンドデイ及びその他第三者の登録商標または商標です。
「おんどとり」、「TANDD」、「T&D」の文字、ロゴは株式会社ティアンドデイの登録商標です。
- 本書に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した安全に関する指示事項には、必ず従ってください。本来の使用方法ならびに本書に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はできません。
- 本書に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万一落丁乱丁・ご不審な点や誤り・記載漏れなどがありましたらお買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。
また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承く
ださい。
- 本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。
- 本製品の故障および誤動作または不具合によりシステムに発生した付随的傷
害、測定結果を用いたことによって生じたいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証書・無料修理規定をよくお読みください。

i

はじめに

安全上のご注意
安全にお使いただくために必ずお守りください
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり、内容を良く理解された上でお使いください。

使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味警告絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注

意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味警告・注意を促す記号です。記号の近くに具体的な警告内容が描かれています。
（例： 感電注意）
禁止行為を示す記号です。記号の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。
（例： 分解禁止）実行しなければならない行為を示す記号です。
記号の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。
（例： 電源プラグをコンセントから抜く）

ii

警告
本製品を取り付け、使用する際に、必ずパソコンメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
厳守

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
分解禁止

本製品内部に液体や異物が入ったら、電源を OFF にし、電池を抜いてください。
そのまま使い続けると、火災や感電する恐れがあります。
厳守

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったりや感電・故障する恐れがあります。
水場での
使用禁止

TR-57U 本体・電池・通信ケーブルは、お子様の手の届かない所に設置、保管してください。
さわってけがをしたり、電池を飲み込むと危険です。
厳守

パソコンおよび、データロガーに接続されている通信ケーブル
を電話回線に接続しないでください。
火災・故障の恐れがあります。
禁止

iii

はじめに

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに電源を OFF にし、電池を抜いてください。
そのまま使い続けると、火災や感電する恐れがあります。
電源プラグ
を抜く

厳守

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
与えてしまった場合は、すぐに電源を OFF にして、電池を抜いてください。
そのまま使い続けると、火災や感電する恐れがあるます。

注意
本製品は防水構造ではありません。
汚れた場合は、アルコールをしみ込ませた清潔な布で拭いてください。
厳守

通信ケーブル接続ジャックには指や異物を入れないでください。
禁止

電池寿命は、電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度・乾電池の性能等により電池寿命は異なります。
注意

電池端子は、経時変化・振動等により接触不良になる恐れがあります。電池の接触不良によってデータが失われることがあり
ます。
注意

iv

注意

厳守

厳守

厳守

厳守

禁止

v

長期間本製品を使用しない場合は、安全のため電池を取り外してください。
電池を入れたままにしておくと電池から液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。
温度差の激しい環境間を急に移動した場合、結露する恐れがあります。
本製品は周辺温度：0 C 〜 50 C・湿度：90％ RH 以下（結露しないこと）で使用してください。
薬品や有害なガス・油などにより、本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が付着することにより人体に害をおよぼす恐れがありますので、薬品や有害なガス等の影響を受ける環境では使用しないでください。
静電気による破損を防ぐために、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損または、データを損失・破損させる恐れがあります。
次の場所には設置しないでください。
感電・火災の原因になったり、製品やパソコンに悪影響をおよぼすことがあります。
- 強い磁界が発生するところ故障の原因になります。
- 静電気が発生するところ故障の原因になります。
- 振動が発生するところ
けが・故障・破損・接触不良の原因になります。

はじめにご使用の前にインストール手順にご注意ください！ ( 本製品を USB 通信で使用される場合 )本製品とパソコンとの USB 通信を行うには、アプリケーションおよび
USB ドライバのインストールが必要です。
本製品をパソコンに接続する前に、先にアプリケーションおよび USB
ドライバをインストールしてください。 インストール前に接続すると、正常に USB ドライバがインストールされない場合がございます。
USB ドライバのインストール前に本製品とパソコンを接続した場合は、パソコンの画面に表示されるウィザード画面の [ キャンセル ] ボタンをクリックし、本製品から USB ケーブルを抜いてください。
インストールについての詳しい手順は、付属の "T&D Recorder for
Windows" のアプリケーションマニュアルに記載されております。
Windows® Vista の場合

� キャンセル �
ボタン

その他の OS の場合
以下の画面は Windows XP ですが、Windows XP 以外の OS も画面デザインは異なりますが、Windows XP 同様画面の右下に [ キャンセル ] ボタンがあります。

� キャンセル �
ボタン

vi

目次
はじめに
安全上のご注意 ------------------------------------------------------------- ii
安全にお使いただくために必ずお守りください ---------------------ii
使用している表示と絵記号の意味 ---------------------------------------ii

ご使用の前に ----------------------------------------------------------------vi
データコレクタとは ------------------------------------------------------- 1
概要 ----------------------------------------------------------------------------- 1
基本的な機能 ----------------------------------------------------------------- 1

パッケージ内容 ------------------------------------------------------------- 3
各部の名称とはたらき ---------------------------------------------------- 4
各ボタンの機能 -------------------------------------------------------------- 4< ジョグダイヤル > の使い方 -------------------------------------------- 5
液晶画面の操作方法 -------------------------------------------------------- 6

準備
電池を入れる ---------------------------------------------------------------- 7
電源を入れる ---------------------------------------------------------------- 8
電源を入れる ----------------------------------------------------------------- 8
電源を切る -------------------------------------------------------------------- 8

日付・時刻を合わせる ---------------------------------------------------- 9

基本的な機能TR-57U とパソコンとの通信 ----------------------------------------- 10
USB 通信 ---------------------------------------------------------------------10
RS-232C 通信 ---------------------------------------------------------------11

データロガーとパソコンの通信 -------------------------------------- 12
データロガーと TR-57U の通信 -------------------------------------- 13
光通信 -------------------------------------------------------------------------13
ケーブル通信 ----------------------------------------------------------------13

記録条件の設定 ----------------------------------------------------------- 14
データロガーの記録条件の設定をする -------------------------------14
予約スタートの設定 -------------------------------------------------------16

vii

はじめに

データの吸い上げ -------------------------------------------------------- 17
吸い上げ後のメッセージ -------------------------------------------------18
記録データの吸い上げができない場合 -------------------------------18

準

液晶のグラフ画面 -------------------------------------------------------- 19
グラフの見方 ----------------------------------------------------------------19

備

イベントリスト画面 ----------------------------------------------------- 21
イベントリストの見方 ----------------------------------------------------21

その他の機能動作設定：上下限値判定 ----------------------------------------------- 23

基本的な機能上下限範囲を設定する ----------------------------------------------------23
保存データの判定結果を見る -------------------------------------------25

その他の動作設定 -------------------------------------------------------- 26
液晶の調整（表示コントラスト）--------------------------------------26
液晶の調整（バックライト）--------------------------------------------26
ブザー音を消す（操作ブザー）-----------------------------------------27
メモリー使用量を確認する ----------------------------------------------27

保存データをグラフ表示する ----------------------------------------- 28
保存データリストの見方 -------------------------------------------------29

その他の機能

データ消去 ----------------------------------------------------------------- 30
指定したデータを消去する（個別消去）-----------------------------30
全データを消去する -------------------------------------------------------31

メニュー一覧 -------------------------------------------------------------- 32

その他
製品仕様 -------------------------------------------------------------------- 34

その他

オプション ----------------------------------------------------------------- 36
シリアル通信ケーブル ----------------------------------------------------36

製品に関するお問い合わせ先 ----------------------------------------- 37viii

はじめにデータコレクタとは
概要
測定場所に設置された TR-5S シリーズ・TR-5 シリーズ・RTR-5 シリー
ズ・RVR-52・TR-7 シリーズ・VR-71 で記録したデータを収集するデー
タ収集装置です。パソコンのない場所でも記録の開始や収集したデータを本体液晶画面でチェックできます。
対応するデータロガー
TR-51S,TR-52S, TR-51,TR-51A,TR-52, TR-71U, TR-72U, TR-71S,TR-72S,
TR-71, TR-72, VR-71
RTR-51, RTR-52, RTR-53, RVR-52* TR-57U は無線通信機能に対応しておりません。RTR-51/52/52Pt/53, RVR-52（無線通信機能付データロガー）をご利用で、無線通信機能を利用してデータ収集を行いたい場合は、無線通信対応のデータコレクタ (RTR-57U) を別途ご用意ください。

基本的な機能多機種のデータを簡単収集
TR-5S シリーズ・TR-5 シリーズ・RTR-5 シリーズ・RVR-52・TR-7 シリーズ・
VR-71 のデータをまとめて収集できます。

256000 データ収集
例えば、TR-71U(8000 データ× 2ch.) のフルデータを 16 台分収集できる大容量です。また、最大 250 回分のデータを収集し、管理できます。

グラフィック液晶でグラフ表示
収集したデータをその場でグラフ表示できます。< ジョグダイヤル > や本体前面のボタンによって左右にスクロールができ、データ確認が簡単にできます。

< ジョグダイヤル > であらゆる操作が可能< ジョグダイヤル > を上下に回転させメニューの項目等を選択し、押すと操作が決定されます。

吸い上げ時に温度チェック
TR-57U に温度の上限値・下限値を設定しておくと、データ吸い上げ時に記録デー
タが設定範囲内かを判定し、判定結果を表示します。

記録条件設定も可能
TR-5S シリーズ・TR-5 シリーズ・RTR-5 シリーズ・RVR-52・TR-7 シリーズのデータロガーに対して記録開始日時・記録間隔・記録開始方法の設定ができます。

1

バックアップ機能
液晶に電池寿命警告マークが点灯してから、更に電池電圧が低下すると、保存デー
タを保護するため、自動的にスリープモードになり通常の動作を停止し、本体の電源が入らなくなります。電池交換のとき、それまで 24 時間以上電池が入っていた場合、電池を外しても保存データは約 5 日間バックアップされます。
* 消耗した電池の状態で放置した場合、データは約１ヶ月で消失します。

電池寿命警告を表示
電池電圧が低下すると、液晶に電池寿命警告マークが点灯します。更に電池電圧が低下すると、自動的にスリープモードになり本体の電源が入らなくなり、保存データを保護します。

電池寿命は１日１時間の使用で約 100 日程度
単 4 アルカリ電池（LR03）2 本での電池寿命の目安は、1 日 30 分間使用で 160
日程度、1 日 1 時間使用で 100 日程度、1 日２時間使用で 50 日程度です。単 4 ア
ルカリ電池の他に、
単 4 ニッカド電池・ニッケル水素電池（1.2V）も使用できます。
* 電池寿命は、電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度等により異なります。
本説明は新しい電池を使った時の標準的な動作であり電池寿命を保証する物
ではありません。

オートパワー OFF 機能搭載
電池の消耗を防ぐために、電源を入れたまま 3 分間操作しないと自動的に電源が切れます。

バックライト付き
暗い場所でも液晶が見やすいようにバックライトを点灯できます。バックライトの ON/OFF はメニューで簡単に切り替えられます。
* バックライトは、電池の消耗をさける為に操作しないと数秒で自動的に OFFになり、操作を開始すると自動的に ON になります。

2

はじめに

パッケージ内容
パッケージには以下のものが含まれております。

Collect

List

Data Collector TR-57U
1台

T&D Recorder for Windows
CD-ROM 1 枚

USB 通信ケーブル（USB A プラグ / USB mini-B）
US-15C １本

通信ケーブル（モジュラ / ミニ RS）
TR-4C10 １本

通信ケーブル（ミニ RS / ミニ RS）
TR-6C10 １本

単４アルカリ電池
2本

本体取扱説明書・保証書
1 部（本書）ソフトウェア取扱説明書
1部- ミニ RS とは T&D 社製データコレクタと接続するための専用コネクタです。

3

各部の名称とはたらき

1.

5.
6.

2.

Collect

7.

List

4.

3.

1. ジョグダイヤル
2. 液晶表示部
3. ボタン操作部
4. 光通信部

5. USB 通信コネクタ
6. RS-232C 通信コネクタ

7. 電池フタ

各ボタンの機能- データロガーからデータの吸い上げを開始します。
Collect- グラフ表示時に高速スクロールできます。
- 吸い上げたデータの一覧を表示します。

List- グラフ表示時に高速スクロールできます。
- 電源を入れる、または切ります。
（詳細は P.8 を参照してください）

4

はじめに

< ジョグダイヤル > の使い方
上に回す
06.01.30

押す
下に回す< ジョグダイヤル > を回す- 上または、下に回すと矢印が移動し、項目の選択ができます。
- 数値を設定する場合、上に回すと数値が大きくなり、下に回すと数値が小さくなります。

< ジョグダイヤル > を押す- メニューの選択、設定完了時に押すと、実行または、決定になります。
- 各画面で長押し（1.5 秒）すると、画面ごとに違うはたらきをします。
* グラフ画面で長押すと、表示チャンネルの切り替えができます。
* 各メニュー画面や設定画面で長押しすると、メインメニュー画面に戻ります。

5

液晶画面の操作方法
矢印のある項目が選択されています。
< ジョグダイヤル > を回すとで矢印が移動し、項目の選択ができます。

[ ]、[ ] の印が向いている方には、
更にメニュー項目があることを表示しています。
ジョグダイヤルを上下に回すと画面がスクロールします。

OK
条件などの設定後、[OK] に合わせて< ジョグダイヤル > を押すと、設定が完了します。

モドル
条件などを設定後、[ モドル ] に合わ
せて < ジョグダイヤル > を押すと、設定が完了し、メニュー画面に戻ります。

6

電池を入れる
単４アルカリ電池２本を下図のようにセットしてください。
（市販の単 4 ニッカド電池、単 4 ニッケル水素電池 (1.2V) も使用で
きます。）

準
備

注意

* 2 本とも同じ種類の電池を入れてください。
* ＋ / −を間違えないようにセットしてください。
* TR-57U 本体から電池の充電はできません。

電池寿命について電池電圧が低下すると液晶表示部に電池寿命警告マーク（）が点灯し、電池の消耗を知らせます。更に低下すると、記録データ保護のため自動的にスリープモードになり、通常の動作を停止し、本体電源が入らなくなります。
完全に電池がなくなるとデータが消失してしまうので、早目に電池交換を行ってください。本体から電池を外しても、バックアップ機能で約５日間データは保護されます。（電池を入れて 24 時間以上経過後の場合）電池寿命警告マーク

7

電源を入れる
電源を入れる<POWER> ボタンまたは、< ジョグダイヤル > を押します。

Collect

List<POWER> ボタンを押す

電源を切る< ジョグダイヤル > を押す

Collect

List

電源を切る時は <POWER> ボタンを押します。< ジョグダイヤル > から電源を切ることはできません。
注意* 通信中に <POWER> ボタンを押しても、電源を切ることはできません。

オートパワーオフ機能について
本体の電源を入れたまま 3 分間操作をしないと、電池の消耗を防ぐため自動的に電源が切れます。
使いたい時は、電源を入れ直してください。

8日付・時刻を合わせる
TR-57U 本体の日付・時刻が正確でないと、記録開始時刻、吸い上
げたデータの記録時刻が違ってしまうので正確に設定してください。

備

1. メインメニューより [ ドウサ準- TR-57U の日付・時刻設定は、付属ソフトウェアによりパソコンからも設定できます。詳しくは付属ソフトウェア内のヘルプか、取扱説明書を参照してくだ
さい。

セッテイ ] - [ ジコク セッテイ ] を実行します。

2. 数値の設定をします。
(1) < ジョグダイヤル > を回すと、数値部分が反転しながら [ 年 - 月 - 日 - 時 - 分 ] の順に移動し、押すと数値が点滅します。
(2) < ジョグダイヤル > を回して数値を設定し、押すと数値が確定され、次の項目に移ります。

3. 設定が完了したら [OK] に合わせ、ジョグダイヤルを押すと設定が終了します。

9

TR-57U とパソコンとの通信記録データの吸い上げ、条件設定変更等でパソコンと通信を行う場
合、USB 通信ケーブル（付属：US-15C）、または RS-232C 通信ケー
ブル（オプション）を使って TR-57U とパソコンを接続します。

USB 通信注意* パソコンと TR-57U の通信を始める前に、USB デバイスドライバをインストー
ルする必要があります。USB デバイスドライバをインストールすることで、パソコンが TR-57U を認識できるようになります。
インストール方法は、付属ソフトウェア取扱説明書内の [USB ドライバのインストール ] を参照してください。
* 通信ケーブルは、接触不良が起きないよう正しい箇所に確実に差し込んでください。

����������プラグ������ 本体へ

Collect

List�����プラグパソコンへ���通信ケーブル��������

USB ポートマーク
USB ケーブルは USB A プラグ⇔ USB mini-B プラグです。
USB ケーブルの A プラグを、左図の様なマークがある差込口に接続してください。

10RS-232C 通信
オプションの RS-232C 通信ケーブル (TR-07C) で、パソコンのRS-232C ポートから TR-57U に接続します。

������ピンメス
パソコンヘ������
本体へ

List

基本的な機能Collect

シリアル通信ケーブル（������）（オプション）

RS-232C ポートマーク
通信ケーブル接続口は D-Sub9 ピンメスです。左図の様なマークがある差込口に接続
してください。

11

データロガーとパソコンの通信
TR-51A/51/52, TR-51S/52S, RTR-51/52/52Pt/53, RVR-52
パソコンから記録開始の設定や、データ吸い上げ等を行う場合、データ
ロガーを TR-57U 本体にセットして、パソコンと通信します。
データロガーの背面を上にしてTR-57U の上に乗せる

USB または RS232C 通信ケーブルで、パソコ
ンに接続

1. パソコンと TR-57U を付属の USB 通信ケーブル、またはオプションのシリアルケーブル (TR-07C) で接続します。

2.

TR-57U の上にデータロガーを図のように乗せます。

注意* TR-57U は無線通信機能に対応しておりません。RTR-51/52/52Pt/53, RVR-52（無線通信機能付データロガー）をご利用で、無線通信機能を利用してデータ収集を行いたい場合は、無線通信対応のデータコレクタ (RTR-57U) を別途ご用意ください。
* ソフトウェアの使い方は付属ソフトウェア中のヘルプまたは、取扱説明書を参照してください。

12

データロガーと TR-57U の通信
記録条件の設定やデータの吸い上げを行う時、TR-57U とデータロガーを接続して通信をします。データロガーの機種によって、光通信またはケーブル通信を使い分けてください。

光通信
TR-5 シリーズ ,TR-5S シリーズ , RTR-5 シリーズ
データロガーの背面を上にして TR-57U の上に乗せる
TR-51A/51/52, TR-51S/52S
RTR-51/52/52Pt/53, RVR-52

Collect

List

基本的な機能TR-57U の光通信部

ケーブル通信
TR-7 シリーズ , VR-71
TR-71U/72U

付属ケーブル TR-6C10 で接続

TR-71S/72S, VR-71

付属ケーブル TR-4C10 で接続

光通信、ケーブル通信では以下の操作ができます。

[ 記録条件の設定 ]記録モード・記録間隔・記録開始時刻（予約スタート時）の設定ができます。

[ 設定値読み込み ]TR-57U に接続しているデータロガーの設定条件を読み込めます。

[ 記録データの吸い上げ ]データロガーが記録したデータを TR-57U で吸い上げます。

13記録条件の設定
データロガーの記録条件の設定をする
TR-57U から以下の動作設定ができます。
- 記録開始時刻の設定- 記録モード- 記録間隔（記録インターバル）

1. メインメニューより [ キロク カイシ ] を実行し、記録条件を設定します。
* 記録条件の項目についての詳細は次ページ以降を参照してください
メインメニュー

記録条件設定画面

2. データロガーと TR-57U を接続します。（P.15 参照）
3. 各条件設定後、矢印を [ ソクジスタート ] または [ ヨヤクスタート ] を合わせて実行すると通信を開始します。

注意- [ 即時スタート / 予約スタート ] を実行するとデータロガー内の記録データが消えてしまいます。必要な記録データを吸い上げてから実行してください。

* 予約スタートの設定はp.16 を参照してください

4. 通信が終了するとメッセージが表示され、< ジョグダイヤル > を押すと設定が終了します。

14

[ 記録モード ]
ワンタイム

:

エンドレス

:

記録データ数が記録容量に到達すると、以降の記録を停止します。
記録データ数が記録容量に到達すると、１番古いデータか
ら上書きしながら記録を続けます。

* ワンタイムまたは、エンドレスを選び、[ モドル ] で設定完了[ インターバル（記録間隔）]
計 15 通りの中から選べます。< ジョグダイヤル > を回して数値を選び、< ジョグダイヤル > を押すと設定されます。
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sec.（秒）1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60min.（分）

基本的な機能* イベント記録の場合は記録間隔の設定ができません。
、15, 20min.（分）の設定ができません。
* TR-71/72 は 15, 20sec.（秒）* TR-51/51A は 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sec.（秒）の設定ができません。

[ 設定値読み込み ]TR-57U に接続されているデータロガーの設定条件を、TR-57U に読み込むことができます。

[ 条件初期化 ]初期設定値に戻すことができます。
初期設定値 / 記録モード：エンドレス
記録インターバル：10 分
チャンネル名：ch.1（１チャンネル）/ ch.2（２チャンネル）[ 即時スタート / 予約スタート ]記録条件を設定後、記録開始時刻を設定します。実行前に TR-57U 本体の日付と時刻が正しいか確認してください（P.9 参照）。また、データロガー内の必要な記録データを吸い上げてから実行してください。
即時スタート : 記録条件がただちにデータロガーへ送信され、記録を開始します。
予約スタート : 記録開始の予約をデータロガーに対して行います。
* 予約スタートの設定詳細は次ページを参照してください。

15

予約スタートの設定
注意- データロガー内の必要な記録データを吸い上げてから実行してください。

1. 記録条件設定画面より [ ヨヤクスタート ] - [ カイシジコクヘンコウ ] を実行します。

現在設定されているスタート日時

2. 時刻の数値の設定をします。
開始時刻変更画面(1) < ジョグダイヤル > を回すと、数値部分が反転しながら [ 年 - 月 - 日 - 時 - 分 - 秒 ] の順に移動し、押すと数値が点滅します。
(2) < ジョグダイヤル > を回して、数値を設定し、押すと数値が確定され、次の項目に移ります。

3. 時刻設定が完了したら、[ モドル ] に合わせ < ジョグダイヤル > を押すと、予約スタート画面に戻ります。

4. データロガーを TR-57U に接続します。（p.13 参照）
5. [ キロクカイシ ] に合わせ < ジョグダイヤル > を押すと、データロガーに情報が転送され、待機状態に入ります。

16データの吸い上げ
データロガーが記録したデータを、TR-57U 本体に吸い上げます。

1. データロガーと TR-57U を接続します。（P.13 参照）
2. メインメニューより [ データ スイアゲ ] を実行するか、または
TR-57U 本体正面の <Collect> ボタンを押します。

* TR-7 シリーズ、TR-5 シリーズの場合は吸い上げを開始します。

基本的な機能3. TR-51S/52S、RTR-51/52/52Pt/53 、RVR-52 の場合は、吸い上げ期間の設定画面が表示されます。

4. 吸い上げ期間を選択し、設定します。
吸い上げ期間はジョグダイヤルを回して設定してください
ALL DATA ( 全てのデータ）
1 〜 47 時間（1 時間刻み）
2 〜 300 日間（100 日までは１日間刻み、100 日目以降は 5 日間刻み

- データロガーに保存されているデータより前の吸い上げ期間を指定した場合、データロガーに保存されているデータを全て吸い上げます。

5. 矢印を [ スイアゲカイシ ] に合わせて実行すると、吸い上げを始めます。

17

吸い上げ後のメッセージ
吸い上げが終了すると、メッセージが表示されます。吸い上げ前に上下限設定で、判定を [ON] にしてある場合は、吸い上げ終了時に判定結果が表示されます。

判定結果

注意- TR-71U/TR-72U の吸い上げデータは、データリスト上では TR-71S/TR-72Sと表示されます。

記録データの吸い上げができない場合
本体のメモリー残が不足していると、記録データの吸い上げができません。吸い上げ時に記録できるかチェックしてから吸い上げを開始します。
もしメモリー残が不足している場合は、[ メモリーオーバー ] と表示されます。吸い上げを行う前に確認してください。
- メモリー使用量の確認方法は P.27 を参照してください。

注意- 必要な記録データはパソコンで吸い上げ、保存し、TR-57U 本体に保存されているデータは削除してください。（データ削除の方法は、P.30 - 31 を参照してください。）- 目安として、TR-71U フルデータ (8000 × 2ch.) で 16 台分 (256000 データ )、最高 250 回分のデータを収集し、管理できます。

18

液晶のグラフ画面
TR-57U で吸い上げた温度、湿度、電圧、パルスのデータをグラフ表示します。
グラフは 1 チャンネル毎に表示され、本体の < ジョグダイヤル >やボタンによって左右にスクロールできます。

グラフの見方
1.

8.

2.
7.

基本的な機能

3.

6.

4.

5.

1. 表示チャンネル
記録データが 2 チャンネル分ある場合、< ジョグダイヤル > を長押し（約 1.5 秒）
するとチャンネルが切り替わります。

2. スケール
スケールの縦軸は温度、湿度、電圧、パルス、横軸は時間を表します。

3. 単位[C]：温度 [％ ]：湿度

[V]：電圧 [P]：パルス

4. カーソル
吸い上げ期間全体でどの部分がグラフ表示されているのか示しています。
TR-57U 本体の < ジョグダイヤル >、<Collect> ボタンまたは <List> ボタンでス
クロールできます。スクロールした情報はデータ情報に反映されます。

5. カーソルバー（固定表示）
カーソル位置を縦の破線で表示しています。データ情報に詳細が反映されます。

19

6. 上下限値判定結果
上下限値判定を設定してある場合に、判定結果（OK / NG）が表示されます。

7. 上下限値判定範囲

�� �� �� �� ��

上下限値判定設定がしてある場合、範囲を横破線で表示しています。
* 湿度・電圧データは判定ができないので、表示されません。
* 上下限値判定範囲の設定は P.23 を参照してください。

8. データ情報
カーソルバー位置の測定情報が表示されています。
温度・湿度・電圧データの表示例

�� �� �� �� ��
記録間隔

記録モード

記録日時

測定値

パルスデータの表示例

�� �� �� �� ��

記録日時
測定値

極性
：立ち上がり（OFF -> ON）：立ち下がり（ON -> OFF）

�� �� �� �� ��

20

イベントリスト画面
RVR-52 で記録したイベントデータを TR-57U で吸い上げると、イ
ベントデータの一覧を表示できます。

イベントリストの見方
2.
1.

3.

基本的な機能1.

�� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��、非表示部分にさらにデータがあることを示しています。TR-57U 本体の < ジョ
グダイヤル > や、<Collect> / <List> ボタンによって上下にスクロールしてください。

2. 記録データ数
カーソルで示したデータが、全データ中何番目に記録されたものかを示しています。（上図の場合、カーソルが 8000 データ中 773 番目のデータにあることを示しています。）

3. 矢印
立ち上がりデータ立ち下がりデータ
１秒間以内に両方あったデータ

21

イベントは入力電圧 0 〜 30V の範囲内で、1 秒以上持続した波形の立ち上がり（Lo -> Hi）および、立ち下がり（Hi -> Lo）の時刻を、1 秒毎に測定し、変化があった時刻を記録します。

立ち上がり、立ち下がりの変化例

1 秒間内に立ち上がり、立ち下がり、両方あった場合

22

動作設定：上下限値判定
測定値の上限値・下限値の範囲を設定しておくと、記録データの吸い上げ時に記録データが設定範囲内かを判定し、判定結果を表示します。ただし、パソコンでデータロガーの上下限値を設定した場合、そちらの設定値が優先されます。
注意- パソコンから設定する場合は、付属ソフトウェア T&D Recorder for Windowsの中のヘルプまたは、T&D Recorder for Windows の取扱説明書を参照してく
ださい。

上下限範囲を設定する

1. メインメニューより [ ドウサセッテイ ] - [ ジョウカゲンセッテイ ] を実行します。

メインメニュー

その他の機能2. 上下限設定画面で、設定したいデータを選択し、実行します。

選択

現在の設定

23

3. 数値設定画面で上下限値を設定します。
表示例 : 温度範囲

現在の設定
上限値
下限値

[ ハンテイ [OFF]] に矢印を合わせ、実行すると [ON] に変わります。
数値を変更する場合は [ Lmt] または [ Lmt] に合わせて実行します。

< ジョグダイヤル > を回すと、数値が変わります。
< ジョグダイヤル > を押すと数値が確定され、数値設定画面に戻ります。

4. [ ハンテイ [ON]] に切り替わっているか確認します。
5. [ モドル ] に合わせてを実行すると設定を完了します。

24

保存データの判定結果を見る

1. メインメニューより [ データソウサ・リスト ] を実行し、リストから判定したいデータを選びます。
メインメニュー

データを選択

2. < ジョグダイヤル > を押すとメニューが表示されます
3. [ ハンテイ ] を実行すると、判定結果が表示されます。
温度データの判定結果表示例（湿度、電圧データ）
判定結果（OK/NG）
設定範囲
記録データの最高値と最低値

その他の機能吸い上げる前に上下限値設定をしてない場合、判定結果は [ - - ] と表示され、最高値、最低値のみが表示されます。

パルスデータの判定結果表示例

パルスデータの場合、トータルパルス数が表示されます25

その他の動作設定
液晶の調整（表示コントラスト）

1. メインメニューより [ ドウサセッテイ ] ー [ ヒョウジコントラ
スト ] を実行します。

2. < ジョグダイヤル > を上に回すと液晶表示が濃くなり、下に回すと薄くなります。

3. 設定が完了したら、< ジョグダイヤル > を押すと設定が終了します。

液晶の調整（バックライト）

1. メインメニューより [ ドウサセッテイ ] - [ バックライト ] を実行します。

バックライト

現在の設定

選択

2. 矢印を [ON] か [OFF] に合わせて < ジョグダイヤル > を押します。

3. 矢印を [ モドル ] に合わせて < ジョグダイヤル > を押すと、メニュー画面に戻ります。

26

ブザー音を消す（操作ブザー）

1. メインメニュー [ ドウサセッテイ ] - [ ソウサブザー ] を実行し
ます。

現在の
設定

選択

2. 矢印を [ON] か [OFF] に合わせて < ジョグダイヤル > を押します。

3. 矢印を [ モドル ] に合わせて < ジョグダイヤル > を押すと、メニュー画面に戻ります。

メモリー使用量を確認する

1. メインメニュー [ ドウサセッテイ ] - [ メモリーシヨウリョウ ]を実行します。

その他の機能2. < ジョグダイヤル > を押すと、メニュー画面に戻ります。

27

保存データをグラフ表示する
1. メインメニューより [ データソウサ・リスト ] を実行または、<List> ボタンを押します。

2. データ選択画面から表示したいデータを、< ジョグダイヤル >を回して選び、実行します。
メインメニュー

データを選択- カーソルで指定されたデータは反転表示されます。保存データリストの詳細は次頁を参照してください。

3. ジョグダイヤルを押すとメニューが表示されます。
4. [ グラフヒョウジ ] または [ イベントリスト ] を実行すると、グラフが表示されます。

温度、湿度、電圧、パルスデータの場合����� �� ��[�]

イベントデータの場合
�� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ��28

��

保存データリストの見方お使いいただくデータロガーによって、データリストの下段の表記が異
なります。
データ数

上段：機種名とデータ吸い上げ日

下段 : データロガー種によって表記が変わります。
TR-5/TR-5S シリーズ : ch 名
TR-7 シリーズ : ch.1 名と ch.2 名
RTR-5 シリーズ : グループ名と子機名

データ数について最後に吸い上げたデータから、上から順に表示されます。
上記の場合、
カーソルが 7 データ中の 3 番目のデータを指定している状態です。

その他の機能Ch. 名について- 記録開始時に設定した名前です。

グループ名・子機名について- RTR-5 シリーズのデータロガーで、すでに登録されているグループ名と子機名です。
- データロガーとパソコンを接続して、記録条件設定をした時、チャンネル名を全角入力した場合は "……" で表示されます。
注意* TR-71U/TR-72U の吸い上げデータは、データリスト上では TR-71S/TR-72Sと表示されます。
* Ch. 名、グループ名、子機名は半角 6 文字まで表示されます。

29

データ消去指定したデータを消去する（個別消去）

1. メインメニューより [ データソウサ・リスト ] を実行し、リストから消去したいデータを選び、実行します。
メインメニュー

データを選択

2. ジョグダイヤルを押すとメニューが表示されます
3. [ コベツショウキョ ] を実行します。
温度、湿度、電圧、
パルスデータイベントデータ

4. 確認メッセージが表示されます。そのまま消去する場合は[OK] を、消去しない場合は [ モドル ] を選択して実行します。

5. 完了メッセージが表示されたら、< ジョグダイヤル > を押すとデータ選択画面に戻ります。

* 個別消去を続ける場合は 1. からの手順を繰り返してください。

30

全データを消去する

1. メインメニューより [ ドウサセッテイ ] - [ ゼンデータショウ
キョ ] を実行します。
メインメニュー

2. 確認メッセージが表示されます。そのまま消去する場合は矢印を [OK] に、消去しない場合は [ モドル ] に合わせて実行します。

その他の機能3. 完了メッセージが表示されたら、< ジョグダイヤル > を押すとデータ選択画面に戻ります。

注意- 記録条件等の設定は消えません。記録条件を消したい場合は、メインメニュー
より [ 記録開始 ] - [ 条件初期化 ] で初期状態に戻せます。（詳細は P.15 を参照
してください）31

メニュー一覧
データ吸い上げ
吸い上げ開始終了後、グラフを表示

データ操作・リスト
データ選択[ モドル ][ モドル ]
グラフ表示
判定
個別消去

グラフを表示判定結果を表示
確認後 [OK] で消去完了

記録開始[ モドル ]
REC 即時スタート
REC 予約スタート

記録モード

インターバル

設定値読み込み
条件初期化

32

記録スタート確認画面[ モドル ]
記録開始
開始時刻変更[ モドル ]
ワンタイム
エンドレス
設定画面
[ モドル ]

設定完了（記録待機）
設定画面[ モドル ]

設 定 後 [ モドル ]で完了

選択後 [ モドル ] で設定完了
設定後 [ モドル ] で設定完了

読み込み開始確認後 [OK] で変更完了

動作設定[ モドル ]
上下限値設定バックライト

時刻設定

設定画面[ モドル ]
温度
湿度
電圧
パルス
[ モドル ]ＯＮ
ＯＦＦ
設定画面
[ ＯＫ ][ キャンセル ]表示画面[ モドル ]

全データ消去確認画面[ モドル ]
[ ＯＫ ]

操作ブザー

表示コントラスト[ モドル ]ＯＮ
ＯＦＦ
設定画面
[ モドル ]

設定後 [ モドル ]で設定完了

選択後 [ モドル ] で設定完了

確認後 [OK] で変更完了

その他の機能メモリー使用量

設定画面[ モドル ]
ＯＮＯＦＦ

確認後 [OK] で消去完了

選択後 [ モドル ] で設定完了

設定後 [ モドル ] で設定完了

33

製品仕様
適合機種

TR-51S, TR-52S, TR-51, TR-51A, TR-52,
TR-71U, TR-72U, TR-71S, TR-72S, TR-71, TR-72, VR-71,
RTR-51, RTR-52, RTR-52Pt, RTR-53, RVR-52

記録容量256000 データ
TR-71U のフルデータ 16000 データ× 16 台分
最大 250 個分のデータを収集・管理

機能

接続機器のデータ吸い上げ（上下限温度判定表示可能 )保存データのグラフ表示・接続機器の記録開始設定、保存データの最大測定値 / 最低測定値の表示

液晶表示

動作メニュー、保存データグラフ表示、電池寿命警告、カレンダー付時計、コントラスト調整可能、
液晶バックライト

電源

単 4 アルカリ電池 (LR03) 2 本( 単 4 ニッカド・ニッケル水素 1.2V 電池にも対応 )

電池寿命の目安1 日 30 分間使用で 160 日程度
1 日１時間使用で 100 日程度
1 日 2 時間使用で 50 日程度* 電池寿命は、電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度等にデータ
バックアップ

電池を外して約 5 日間

より異なります。
（電池を入れて 24 時間以上経過している本体の場合）電池使用で約１年間（電池電圧がなくなると保存データはなくなります）（TR-57U / PC）

USB
RS-232C 通信 : 19200bps

インターフェイス

RS-232C 通信 : 9600bps（TR-57U / ロガー）

光通信 : 2400bps

インターフェイス

34

通信時間

・TR-57U →パソコン転送時間：ロガー 1 台分フルデータあたり
USB 通信：約 5 秒 / シリアル通信：約 25 秒
・TR-7 シリーズデータ吸い上げ時間：
ケーブル通信：ロガー 1 台分フルデータあたり約 50 秒
・TR-5 / RTR-5 シリーズデータ吸い上げ時間：
光通信：ロガー 1 台分フルデータあたり約 160 秒

本体寸法

H125 ㎜× W58 ㎜ x D23.8 ㎜（突起部除く）

本体質量

約 115g（単 4 アルカリ電池 2 本を含む）

本体動作環境

温度 : 0 C 〜 50 C、湿度 : 90％ RH 以下 ( 結露しないこと )付属品

US-15C（USB 通信ケーブル / USB A プラグ / USB mini-B）１本
TR-4C10（通信ケーブル 1.0 ｍ / モジュラー / ミニ RS）１本
TR-6C10（通信ケーブル 1.0 ｍ / ミニ RS / ミニ RS）１本
単 4 アルカリ電池 (LR03) 2 本
取扱説明書 ( 保証書 ) 一式・ソフトウェア CD-ROM １枚

その他

35

オプション
シリアル通信ケーブル[ 単位 :mm]

TR-07C
ケーブル長 : 約 1.0 ｍ
コネクタ形状：専用コネクタ -D-sub9 ピン

TR-6C10ケーブル長 : 約 1.0 ｍ

36

製品に関するお問い合わせ先

http://www.tandd.co.jp/〒 390-0852 長野県松本市島立 817-1 TEL:0263-40-0131

FAX:0263-40-3152

お問い合わせ受付時間
月曜日〜金曜日（弊社休日は除く） 9:00 〜 12:00 / 13:00 〜 17:00

Data Collector TR-57U
取扱説明書
2009 年 4 月

第5版© Copyright T&D Corporation. All rights reserved.
再生紙を使用しています