Hospital air quality

院内の感染リスクをゼロへ。

医療機関向け空気浄化装置

院 内 環 境 を 整 えることが患 者 様 の 安 心 感 や 信 頼 感 を 築き、働くスタッフの 笑 顔 を 守ることにつながります。
近年患者様が歯科医院を選ぶ際に重視されているのが、院内の感染防止など、衛生面でも安心して治療ができる空間であるかどうかです。

患者様の

97

院内環境を整えることは、歯科医院に付加価値を与え、患者様からの％信頼を高めます。さらに、スタッフの働く環境を守ることにつながります。
東京技研では、院内空気環境ソリューションをご用意。全国の歯科医歯科医院に通ったことのある97 ％の人が、「 感 染リスクの対 策をしている歯 科 医 院を選びたい」と答えています。

院の皆様の安心と信頼をサポートします。

＊ゼネラルリサーチ社調査による 2022年7月調べ

操作性

寸法

リモコン

外観寸法図

最低設置寸法環境センサーとの連動で、院内環境により自動で風量を切り替える「自動運転」のボタンを追加しました。
自動運転ボタン

弱運転ボタン

強運転ボタン

タイマーボタン

フロントパネル
開閉ボタン

720

720

980mm

〜740mm〜740mm
天井穴
深さ250mm

780mm

電源ボタン

980mm

歯 科 医 院 のスタンダード

空 気 がつくる信 頼 。

天井埋込み部

224mm

天井露出部

46mm

780mm

フロントパネルの自動開閉

リモコン操作でフロントパネル部分が開閉。手動による開閉作業がなくなり、フィルタの清掃が楽に行えます。

定期交換
表示パネル

「通常運転」「タイマー運転」「メンテナンスのお知らせ」
視認性の高い LED で、「エラー警告」をご確認いただけます。

リモコン操作

フロントパネルが自動開閉

フィルタ部分を取り外し可能

表示パネル

橙色：電源ランプ、緑色：運転ランプ
黄色：点検ランプ、赤色：異常ランプ

製品仕様
電源

単相 100V 50Hz・60Hz 共通

電流

3A

消費電力

150W、100W、100 〜 150W

適用床面積78 ㎡（48 畳）1 時間の処理能力 ※1

リモコン電池ボタン電池（CR2032）

外形寸法

天井埋込み部

W700 D700 H224

天井露出部W780 D780 H46

集塵効率

0.3 ㎛粒子を 99.97％以上

ウイルス除去率99.9%

質量約 46kg

運転モード

強弱

自動運転

風量

8 〜 13 ㎥ /min

製品名

メディカルライトエアープラス

製品コードA242 / 04582539074463※1 HEAS-02-2013（空調設備編）に準拠※1 環境等によって異なり、保証値ではありません＊左記は20°Cの場合の測定値です ＊寸法の単位はmmです＊仕様は予告なく変更する場合がございます

専用のアプリで院内環境見える化！

空 気中の気になる物 質を大 容 量 浄 化 。さらに省スペース

https://www.tokyogiken.com
e-mail:TG@tokyogiken.com【 東 京 本 社 】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤1-25-13

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760【 大 阪 支 店 】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5

tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876【 仙 台 営 業 所 】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4

tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653【 名 古 屋 営 業 所 】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001

tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356【 福 岡 営 業 所 】〒812-0015 福岡市 博多区 山王1-15-7

tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376【 横 浜 工 場 】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37（ISO13485 認証工場）■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。

JQA-MD0058
横浜工場
歯科用吸引装置、歯科用吸引装置ポンプ、電動式吸引器及び歯面漂白加熱装置の設計・開発及び製造

メディカルライトエアー プラス
粉塵ウイルス

医療機関特有のニオイ

花粉

カビ菌・カビ臭なぜ 、空 気 浄 化 装 置 は 、メディカルライトエアープラスが 良いのか？
天井設置型だから、診療の動線を妨げずに空気中に浮遊する物質をスピーディーに除去。
粉塵・ウイルス・PM2.5 の除去はもちろん、歯科医院特有のニオイも分解し、院内の空気を浄化します。
きれいな空気歯科医院に特化した浄化効果

光触媒ユニットの内部
光触媒フィルタ48

天井設置型だから、省スペースで空気を浄化

ニオイの分解／除去「ニオイがなくなった」「風邪をひかなくなった」の声

99.9 %
ウイルス除去率LED 照射

光触媒ユニット

患 者 様 から「いつも感じた歯医者さん独特の臭いがな

空気浄化装置が十分な威力を発揮するには、効果的な設置場が理想的ですが、置き型の場合には院内の動線の邪魔になっが入るので、清潔な空間で診療してい風邪をひくスタッフがいなくたりと配置が難しくなります。天井設置型のメディカルライトエることに安心していただいています。

医療機関特有のニオイ（消毒薬やホルムアルデヒド）を分解します。

歯科治療において発生する飛沫について稼働する前後の比較を漂いやすくなるとされています。

酸化分解

酸化分解

光触媒フィルタの分解性能

花粉

カビ菌・カビ臭医療機関特有のニオイ

ホルムアルデヒド6040%︶︶%

浮遊菌の除去性能 (カビ臭 )
残存率︵

ダニのフン・死骸残存率︵チリ・ホコリ

80205102030（分）評価空間:750ℓチャンバー､測定:富山大学(白木教授)
試験験菌:A型インフルエンザ

After

稼働前

9 分後

空気浄化装置「メディカルライト飛沫（速度：0.65 ㎞ /h）

MOVIE

エアー」が稼働する前後を微粒子
部屋全体の空気を浄化します。

飛沫の飛散距離 1〜2m※フィルタの性能は新モデルも同一です

メディカルライトエアープラス

MOVIEの進化した性能を可視化システムで撮影。短時間で※DENTAL DIAMOND 第46巻第16号・2021年12月号(別刷) より引用

<分解力の比較>
塩素1､過酸化水素1.3倍､オゾン1.5倍､水酸ラジカル2.05倍

光触媒

汚れた空気

Before動画でもご紹介しています。

比較動画

きれいな空気ウイルス
悪臭物質

インフルエンザウイルスの除去性能

Introduction movie

1〜2ｍ飛散し、その速度は0.65㎞/hほど。
さらに、飛沫が乾燥し、酸素を発生させ、これら2 種の活性酸素が強力な酸化作用を引き起こします。
LED 照射※旧モデルでの測定結果

粒子が小さいエアロゾルとなった場合は2m以上飛び散り、空間光触媒表面にO 2（- スーパーオキサイド）と・OH（水酸ラジカル）という2 種の活性O2-内や待合室の空気環境を改善します。

歯 科 治 療において発 生する飛 沫は、5 ㎛程 度の大きさで、サージカルマスクは５㎛の飛沫まで対応

光触媒技術で継続的な除菌・脱臭を実現

・OHの処理能力※。広い空間でもしっかりと診察室※病院設備設計ガイドライン（空調設備編）（HEAS-02-2013）に準拠

い粉塵を 99.9％の捕集率で浄化。さらに、光触媒フィルタで、ウイルスや浮遊菌、O2-メディカルライトエアープラスは、1時間で48畳ができます。

集塵効率 99.97％の高性能スーパーバイオフィルタで、細かい粉塵やウイルスを・OH患者様の目線にメディカルライトエアー

アープラスなら、置き場所を選ばずに最も効果的な位置に設置キャッチ・除去します。粒径 2.5 ㎛の捕集率は 99.99％、粒径 0.1 ㎛のさらに細か汚れた空気邪魔になりません。ユニットを倒すと、それ以上にインフルエンザやなったと感じて、驚いて畳大風量天井に収まるので、診察室の動線の所があります。なるべく部屋の中央に置いて常時稼働させるのスーパーバイオフィルタと光触媒でウイルス、医療機関特有のニオイが消える

プレフィルタ

天井にスッキリ設置で邪魔にならないくなった」と言 われました。

います。

スーパーバイオフィルタ

床 置き型と違い、快 適な院内スペースを確 保

60402040

外からでもスマホで遠隔操作専用アプリを使った遠隔操作が可能になり8020

歯科業界の DX を推進する新機能をプラス

60（分）評価空間:12畳事務室､測定:㈱P・M・L(バイオサンプラー)
試験験菌:カビ菌

キレイな院内の空気を見える化
院内設置の環境センサーにより、PM2.5 やました。外出先からでも、スマートフォン

CO ２の空気環境をスマートフォンやタブレッやタブレットでメディカルライトエアー

トで確認できます。また、院内用掲示板で患プラスの操作ができるため、院内の者様向けに、空気環境を見える化できます。

空気環境を一元管理できます。

※環境センサーの電源供給、設置およびアプリでの設定が必要です

空気環境表示イメージ※アプリ画面は開発中のものです