ミリボルト出力圧力センサー

㻭㼄㻯㼄

Cグレード圧力センサー特徴• _L1B 14* 、_L1B 14* 圧力範囲
• 1 %の直線性• 温度補正• ゼロ及びスパン較正済み

応用分野
info@all-device.com• 医療機器• 環境制御関連• HVAC概要
ミリボルト出力圧力センサーはは出力オフセットやコモンモード誤差を軽減するために独自技術に基づいて

https://all-device.com/

います。
このモデルはより良い出力オフセット特徴を持つ較正ミリボルト出力を提供します。このセンサーは微細加工されたシリコンや、圧力集中を高めた構造を、圧力測定時の非常に直線的な出力を提供するために有効活用しています。
これらの較正および温度補正されたセンサーは広範囲の温度変化において正確で安定した出力を提供しま

Fax：047-489-5940

す。このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食性、不活性ガスに使われる事を目的としています。
$グレードはミリボルト出力圧力センサーの中で最も低価格のものです。

電話：047-489-5939

出力は電源に対して比例しています。最大16ボルトDCにおいて駆動するよう設計されています。

図面
7\SLFDO

$





127(6 'LPHQVLRQVLQLQFKHV PLOOLPHWHUVpin 1: N/C

3LQ     WR
WRpin 2: +V supply



%

オールデバイス株式会社

3LQ6L]H[[

pin 3: +Voutput
pin 4: -Vsupply
pin 5: -Voutput
pin 6: N/C





All Sensors

DS-0094 Rev A
㻭㼄㻯㼄
基本仕様

環境仕様

供給電圧 Vs

16 Vdc

温度範囲

250°C

動作温度範囲

補償温度範囲50 psig L1B

コモンモード圧力
リード線耐久温度(はんだ付け時間2〜4秒)

0 _ 70° C-25 _ 85° C

保存温度範囲-40 _ 125° C

最大湿度

0 _ 95% RH

標準圧力範囲(結露なきこと)
圧力範囲

圧力範囲

定格スパン

4 INCH-D-CGRADE-MV

0 - 4 “H2O - L1B

1 PSI-D-CGRADE-MV

0 - 1 PSI

 - L1B

15 PSI-D-CGRADE-MV

0 - 15 PSI

100 PSI-D-CGRADE-MV

0 - 100 PSI

15 PSI-A-CGRADE-MV

0 - 15 PSIA

型式

米国単位

0.3 PSI-D-CGRADE-MV

0 - O.3 PSI

5 PSI-D-CGRADE-MV

0 - 5 PSI

30 PSI-D-CGRADE-MV

150 PSI-D-CGRADE-MV

0 - 30 PSI

0 - 150 PSI

国際単位 - L1B
 - L1B

 - L1B
 - L1B

過負荷耐圧

破壊耐圧

40 mV

1 PSI

5 PSI

18 mV

5 PSI

15 PSI

60 PSI

120 PSI

250 PSI

20 mV

5 PSI

60 mV

10 PSI

90 mV

90 PSI90 mV

 - L1B

100mV

200 PSI - L1BA

60 mV

60 PSIA- .1B

90 mV

5 PSI

30 PSI

150 PSI

200 PSI

250 PSI
120 PSI

4 INCH-D-CGRADE-MVの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5
オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

38

定格
4.0

40.0

オフセット温度影響（0℃〜50℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

0.5

スパンシフト (0°C-50°C), 追記 2

最大42±1.5±1.5

単位“H2OmVmVmV

1.0%fs

最大単位±2%fs

0.3 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5
オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

18

定格
0.3

20.0

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

0.5

PSI

22mV±1mV±11±2mV%fs%fs

Millivolt C-Grade Pressure Sensors


㻭㼄㻯㼄
1 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様
最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5
オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

16

定格
1.0
18

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2最大単位PSI

20mV±1mV±1mV

0.51.0%fs

定格

最大単位±2%fs

info@all-device.com

パラメータ, 追記 1

5 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様
動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

57

5.060

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

PSI63mV

±1mV

±1mV

0.5

1.0%fs

定格

最大単位±2https://all-device.com/

最小%fs

Fax：047-489-5940

パラメータ, 追記 1

15 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様
最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5オフセット電圧,ゼロ点差圧にて86

15.090.0

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

PSI94mV±1mV±1mV

0.51.0%fs

定格

最大単位±2

電話：047-489-5939

パラメータ, 追記 1

%fs

パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5
オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

86

30.090

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

0.5

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

All Sensors

PSI94mV±1mV±11.0±2

オールデバイス株式会社

30 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様

mV%fs%fsDS-0094 Rev A
㻭㼄㻯㼄
100 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記596

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて定格100.0100

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4
スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

最大単位
PSI104mV±1mV±1mV

0.51.0%fs

定格

最大単位±2%fs

150 PSI-D-CGRADE-MVの特性仕様
最小パラメータ, 追記 1
動作領域, 差圧
スパン出力, 追記586

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて150.090.0

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 4

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

PSI94mV±1mV±1mV

0.5

1.0%fs

定格

最大単位±2%fs

15 PSI-A-CGRADE-MVの特性仕様
最小パラメータ, 追記 1
動作領域, 絶対圧
スパン出力, 追記586オフセット電圧, ゼロ点絶対圧にて15.090.0

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2
直線性, 再現性誤差, 追記 40.5

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

94±1±1

1.0±2PSIAmVmVmV%fs%fs

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、定格フルスケール圧力と室温に関して 全てのパラ メータは 12.0 ボルト の励起電圧で測定されています。圧力測定はポート B にかかる正圧で す。
追記 2: シフトは25℃時を参考にしています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の 1 時間によるものです。
追記 4: ベストフィットストレートラインを使用した定格圧力フルスケールの 1/2 を 測定したも のです。
追記 5: フルスケール圧力でのオフセット電圧にかかる電圧です。

動作回路
入力抵抗
出力抵抗

5.0 k ohm
3.0 k ohmオールセンサーズはここに記載したいかなる製品を改良する権利を保有します。オールセンサーズはここに記載したいかなる製品および回路の応用や使用により発生する責任を担うことを意図していません。
占有特許権やその他の権利を譲渡していません。

Millivolt C-Grade Pressure Sensors