分光用クライオスタット

構成
CoolSpeK 本体

1台

温度コントローラ

1台

乾燥ガスフロー用チューブセット

液体窒素用簡易デュワー

1個(ウレタンチューブ、コネクタ、変換コネクタ、フローバルブ)

標準付属品

クールスペック

シリコンチューブ：ID 5mm x OD 9mm x 3 Meters

取付工具※セルは付属しません。

取扱説明書
本体外寸法

高さ(H)146.5mm×幅(W)90mm×奥行(D)111mm

USP-203 Series※但し、オプションは含みません。

仕様
液体窒素簡易デュワー瓶

ステンレス製、容量2L

温度設定精度(セルホルダ)±1℃または設定摂氏温度±0.5%の大きい方

本体構造

アルミ合金製セルホルダ

結露量-80℃において0.05OD/hour以下

発泡ウレタン断熱構造※弊社光学系にて測定

光学窓

合成石英製、三面※使用する測定条件・環境によってはセル表面の適合試料セル

外寸12.5×12.5(mm)の結露を防止できない場合があります。

分光光度計用セル、蛍光光度計用セル

温度検出センサー

測温抵抗体 Pt100

温度コントロール

自動バルブによる液体窒素のフロー制御

機能

光学窓の結露防止用ヒーター内蔵

測定温度範囲-80℃~室温~100℃

温度上昇用ヒーター内蔵

標準的なLN2使用量

1L/hour (簡易デュワー使用時)

ガスフロー用コネクタ付属設置要項
電源容量AC100 ~ 120V 1A 50/60Hz

冷媒液体窒素観測例

紫外・可視分光用クライオスタット
CoolSpeK UV USP-203

Time-dependent UV-vis Spectra

円二色性(CD)分光用クライオスタット
CoolSpeK CD USP-203CD

簡単操作

ペンタン溶液中における(R)-1-メチルヘプチル銅(I)錯体と分子状酸素を-80℃で混合し、メリテートの紫外・可視吸収及びCDの温度依スペクトル変化。2核銅(・)ペルキオソ錯体

ける(R)-1-メチルヘプチルメリテートの蛍光の紫外可視分光光度計で測定した時の吸収存スペクトル。0.03mM。ペンタン溶液中におの生成の様子が時間分解スペクトルによ

温度依存スペクトル(25℃~-110℃)。

り確認できる。

励起波長は270nm。

データ御提供：大阪大学 大学院 工学研究科 伊東 忍先生

データ御提供：大阪大学 応用化学専攻 井上佳久先生
東北大学 科学反応解析講座 和田建彦先生

液体窒素冷却
低結露※仕様・外見などは予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

株式会社 ユニソク
E-mail: info@unisoku.co.jp

Web site: https://www.unisoku.co.jp/〒���-���� 大阪府枚方市春日野 �-�-�

TEL ���(���)���� FAX ���(���)����

20231011

反応追跡可能低温下での分光測定と反応追跡が簡単にできるクライオスタットです
各社紫外可視分光光度計、蛍光光度計用の設置アダプタをオプションにて準備しておりますので、CoolSpeK本体を試料室内に簡単に設置することができます。
各種オプションを取り揃え、お客様のニーズに適した装置を提供できます。

使用例

Features

反応追跡可能溶液の滴下とスターラ攪拌により反応追跡が可能。

設置例

簡単操作
面倒な真空操作が不要な大気型クライオスタットです。
冷却方式に液体窒素フロー方式を採用しており、付属のデュワーから液体窒素を流して冷却します。

低結露本体の特殊構造とベーキング機能による除湿操作で、-80℃で結露量0.05OD/hour以下を実現しました。
※ベーキング操作後、弊社光学系にて測定。

オプション

広範囲な温度設定
温度は-80℃~室温~+100℃まで可変できます。

標準セル (No. CS-CL-U1)
各メーカー分光光度計用各種アダプタ

豊富な実績

CoolSpeK本体を分光光度計試料室に取り付けるための設置アダプタです。

出荷数500台を突破 (2022年1月現在)。

省設備投資
本体はコンパクトに設計されており、各メーカ―の分光光度計用設置アダプタを取り付けることにより、お手持ちの分光光度計の試料室に設置できます。試料用セルは、分光光度計用キャップ付角型セルが使用できます。

豊富なオプション※分光光度計によっては、試料室の蓋が閉まらない場合があります。

各社分光光度計用の設置アダプタをはじめ、サンプル攪拌に必要な薄型スターラ、高温制御ユニット、CoolSpeK専用セルを取り揃えております。

＜ 実績例 ＞UNISOKU社製
Agilent Technologies社製
Agilent Technologies社製
Agilent Technologies社製
Agilent Technologies社製
Agilent Technologies社製
Beckman社製
JASCO社製
JASCO社製
JASCO社製
HITACHI社製
HITACHI社製
Horiba社製
Horiba社製
Perkin Elmer社製
SHIMADZU社製
SHIMADZU社製
Sinco社製
Edinburgh Instruments社製
Edinburgh Instruments社製

RSP-1000、TSP-1000
Agilent (Cary) 8453/8454
Cary 50/60 (旧Varian社製)
Cary 3500 Flexible Module(Cary 3500 Compact/Multicellは不可)
Cary 4000/5000/6000
FTS-6000 Cary 640/650/660/670/680
DU-7400
V-500/600/700シリーズ
FP-6000/8000シリーズ
J-720/820/1500
U-2000/3000/4000シリーズ
F-4500/7000
FluoroMax/Log
FluoroCube
Lambdaシリーズ
UV1800/2000/3000シリーズ
RF-5300/6000シリーズ
S-3100
FLS920/FLS1000
LP980(TAS)* 別途EI社製FLS変換アダプタ(product code F-5376)必要※分光光度計によっては迷光を完全に遮光できない場合があります。
※上記にない機種はご相談ください。

CoolSpeKを設置した際、分光光度計試料室の蓋が閉まらない場合の遮光用暗幕です。

標準セル (No.CS-CL-U1) にて使用できる10mm セル用小型撹拌子です。

1mmセルアダプタ (No. CS-CL-H1)
2mmセルアダプタ (No. CS-CL-H2)
光路長が 1mm または 2mm のセルで測定する場合、本アダプタを使用すれば本体冷却ブロックとの隙間をなくすことができます。本体冷却ブロックとの熱接触を良くするため、スプリングが内蔵されています。
※セルは付属しません。

蛍光用1mmセルアダプタ (No. CS-CL-F1)
吸光度の非常に大きい液体試料の蛍光を測定する場合、試料表面での蛍光を 1mm セルを使用して測定するためのアダプタです。反射光が蛍光を分離するように 55°の角度を持たせています。

固体サンプルホルダー (透過/吸収用) (No. CS-KT-H00-32/H07-42)
ディスク状の固体試料または紛体試料の吸光度 ( 透過率 ) を測定するためのホルダーです。Ø10mm または 10mm 角、厚み 0~3.2 または 0.7~4.2mm の試料に対応しています。これ以外の形状の試料についてはご相談ください。

光学定盤上でロッドを使用する場合や、
ステ・加圧式簡易チューブ型液体窒素注入ユニット CS-DW-PS10ージに取り付ける場合に使用します。

加圧式はデュワーに窒素ガスを加えて液体窒素を押し出し、クールスペック本体に注入します。落差式はデュワーをクールスペック本体より高い位置に設置し、液体窒素の自重でクールスペック本体に注入します。
また真空断熱ステンレスチューブ型およびハイグレードデュワーは、共に送液チューブに真空断熱ステンレスチューブを使用しているため、チューブの断熱や液体窒素の持続時間が長くなっています。

※お選びいただいた分光光度計により付属します。

汎用アダプタ (No. CS-AD-US)

CoolSpeK は標準構成品に落差式簡易デュワーが含まれていますが、これを以下に変更可能です。
・加圧式真空断熱ステンレスチューブ型液体窒素注入ユニット CS-DW-PS10-V

テフロン攪拌子 (No. CS-SB-F27)※セルは付属しません。

遮光用暗幕
液体窒素デュワーの変更

4 面透明の石英セルです。光路長は 10mm で、付属のセプタムとオープントップキャップを使用することで低温下における混合が可能です。
またセルのセットや取り出しが容易な長さになっております。分光光度計や蛍光光度計で使用します。

薄型スターラー (No. CS-AT-SM)
CS-DW-PS10-V

CS-DW-PS10

CoolSpeK本体下部に薄型スターラ―を取り付け、本装置コントローラで回転スピードを調整することができます。
※分光光度計によっては、本オプションを適用できない場合があります。

固体サンプルホルダー (蛍光用) (No. CS-KF-H00-32/H07-42)
ディスク状の個体試料または紛体試料の蛍光を測定するためのホルダーです。
13mm 角、厚み 0~3.2 または 0.7~4.2mm の試料に対応しています。これ以外の形状の試料についてはご相談ください。