®

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

本書ではMCR-4TC本体の取り扱いおよび使用方法について説明しています。
パッケージには以下の物が含まれています。すべて入っているか確認してください。

MCR-4TC

単 3 アルカリ電池
2本
®

取扱

MCR4V

取扱説
添付資
明書
・保証書
料（2種
）

1台

USB
通信ケ
US-15
ーブル
C １本

書

Windo
1 枚 ws3 アルカ
2本©
2013.Copyr04 ight
16504T&D
Corpo
82000
4（第ration
. All
2 版）
rights

説明

お買い
本書で
て説明
上げあ
パッケ
は
ている
してい
MCR- りがと
ージに
4V
か確認
ます。
うござ
本体の
は以下
してく
います
取り扱
の物が
ださい
。
いおよ
含まれ
。
び使用
ていま
方法に
す。す
つい
べて入
っ
MCRCD-R4V
OMfor

単

(本書)
各1部

リ電池

reserved.

USB 通信ケーブル
US-15C

取扱説明書一式（保証書含む）カードスロットカバー© Copyright T&D Corporation. All rights reserved.
2023.04 16504960023（第 11 版）

本書についての注意と免責事項

本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

- 本書の著作権は、株式会社ティアンドデイに帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載・複製・改変などを行うことは禁じられています。
- MicrosoftおよびWindows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本
およびその他の国における登録商標です。

- 使用および表示されている商標、サービスマークおよびロゴマークは株式会社ティアンドデイおよびその他第三者の登録商標または商標です。
「おん
どとり」、
「TANDD」、「T&D」の文字、ロゴは株式会社ティアンドデイの登録商標です。
- 本書に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

- 本書に記載した安全に関する指示事項には、必ず従ってください。本来の使用方法ならびに本書に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はできません。

- 本来の使用方法ならびに本書に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はできません。
- 本書に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。

- 本書の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万一落丁乱丁・ご不審な点や誤り・記載漏れなどがありましたらお買い求めになった販売店
または弊社までご連絡ください。また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意
安全のためにお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味
警告
注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味警告・注意を促す内容を示しています。
禁止行為を示しています。
実行してほしい行為を示しています。

- 本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。

- 本製品の故障および誤動作または不具合によりシステムに発生した付随的傷害、測定結果を用いたことによって生じたいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証書・無料修理規定をよくお読みください。

1

警告

重大な事故を防ぐために

本製品と付属品の分解や改造、修理などはご自分でしないでください。

ケーブルの上に物を載せないでください。発熱の恐れがあります。

薬品や有機ガス等の影響を受ける環境では使用しないでください。
本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が本製品等に付着することにより人体に害をおよぼす恐れがあります。

USB 通信中に通信ケーブルを抜かないでください。本製品やパソコンに影響をおよぼす場合があります。

本製品は防水構造ではありません。ケース内部に液体が入ってしまった場合はすぐに電源を抜いて使用を中止してください。

濡れた手で本製品を取り扱ったり、電源・ケーブル類を抜き差ししたりしないでください。
本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途には使用しないでください。
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

通信ケーブルのコードの加工、カットはしないでください。また、
ねじる、引っ張る、振り回すなどの行為はしないでください。
静電気による本製品の破損、データの損失を防ぐために、本製品を取り扱う前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシ等）に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。

通信ケーブルのコネクタは接触不良が起きないように確実に差し込んでください。また、ケーブルを本体から抜くときはコードを無理に引っ張らず、コネクタ部分を持って抜いてください。

本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がする、変な音がするなどの異常があるときは、すぐに電池・電源を抜いて使用を中止してください。また、パソコンから取り外してください。
長期間本製品を使用しない場合は、電池を取り外してください。電池を入れたままにしておくと電池から液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。使用を再開するときは新しい電池をセットしてください。
本製品の 1 メートル以内に磁気メディアおよび磁気媒体等を近づ
けないでください。
マグネットの磁気により磁気メディア内のデータを破壊する恐れがあります。

SD メモリカードにデータを書き込んでいる処理中に、SD メモリ
カードを取り外したり、本体の電源を切ったりしないでください。
データが壊れる恐れがあります。

本製品と付属品はお子様の手の届かない所に設置、保管してください。
指定以外の電源・センサ・ケーブル類を使用しないでください。

2

本製品の故障、誤作動、不具合などによりシステムに発生した付随的障害、および本製品を用いたことによって生じた損害に対し、当社は一切責任を負いません。

3

注意

設置・保管に適さない場所• 直射日光のあたる場所• 火気の周辺または暖房器具の周辺など、熱気がこもり高温になりやすい場所• 静電気が発生する場所• 強い磁力が発生する場所• 水濡れの危険がある場所• 結露を起こしやすい多湿な場所• 振動が発生する場所• 煙・ちり・ほこりの多い場所

注意

その他

ご注意いただきたいこと• 本製品の動作環境を守ってください。本来の目的以外の用途に使用しないでください。
• 温度差の激しい環境間を急に移動した場合、本製品のケース内で結露する恐れがあります。

• 浴室など水濡れしやすい場所、湿気が多い場所では使用しないでください。
• 本製品をパソコンに接続するときは、パソコンメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
• 本製品を USB ハブや USB 延長ケーブルでパソコンに接続した場合、動作の保証はできません。

• USB プラグの抜き差しは、CDD・HDD 等の他の USB デバイスが動作中の場合は十分注意して行ってください。
• 各接続ジャックに異物を入れないでください。

• 本製品が汚れた場合は乾いた清潔な布で拭いてください。
• ケーブル類の差し込み口のほこりは取り除いてください。

• 電池端子は、経時変化・振動等により接触不良になる恐れがあります。電池の接触不良によってデータが失われる恐れがあります。
• 長期間本製品を使用しない場合は、安全のため電池を取り外しておいてください。電池から液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。
• SD メモリカードが入っていないときは、ゴミや異物が混入するのを防ぐために、付属のカードスロット用カバーを挿入してください。

4

5

概要

目次

安全上のご注意--------------------------------------------------------1

各ボタンの機能------------------------------------------------------------------ 10
本体の操作方法------------------------------------------------------------------ 11
液晶画面の表示とアイコン---------------------------------------------------- 12

MCR-4TC の記録イメージ----------------------------------------- 14

SD メモリカードの利用-------------------------------------------- 15
電池を入れる--------------------------------------------------------- 17

使用可能な電源------------------------------------------------------------------ 17
電池交換について--------------------------------------------------------------- 17

計測をする----------------------------------------------------------- 18

計測値の見方--------------------------------------------------------------------- 18
トレンドグラフの見方--------------------------------------------------------- 19
トレンドグラフの操作方法---------------------------------------------------- 19
同期記録したデータの保存場所---------------------------------------------- 21
マスタ機で一括操作------------------------------------------------------------ 22
一括で記録を開始する--------------------------------------------------------- 23
一括で記録を停止する--------------------------------------------------------- 23［動作設定］メニュー内の設定項目----------------------------------------- 37

パソコンと一緒に使う

ソフトウェアをインストールする-------------------------------- 39

パソコンに本体を接続する---------------------------------------- 40
パソコンで設定できること---------------------------------------- 41

チャンネル名--------------------------------------------------------------------- 41

記録データをパソコンに吸い上げる------------------------------ 42
MCR for Windows を使って記録データを吸い上げる------------------- 42

記録データファイル------------------------------------------------------------ 43
筐体接続した MCR-4TC の記録データを一括で吸い上げる------------ 44

記録データを解析する---------------------------------------------- 45

記録データを開く--------------------------------------------------------------- 45
グラフを印刷する--------------------------------------------------------------- 45

その他

パソコンと一緒に使う

記録チャンネル数を増やす---------------------------------------- 20［メモリカード］メニュー内の項目----------------------------------------- 36

メニュー説明

基本的な使い方［フルデータ自動書き出し］を終了する------------------------------------ 36

基本的な使い方概要

各部の名称とはたらき------------------------------------------------9

記録データグラフの見方------------------------------------------------------ 32［データリスト］メニュー内の項目（エンドレス記録中）-------------- 35

困ったときは--------------------------------------------------------- 46
製品仕様-------------------------------------------------------------- 48

メニュー説明［記録設定］メニュー----------------------------------------------- 24［データリスト］メニュー------------------------------------------ 26

記録停止中の表示--------------------------------------------------------------- 26
エンドレス記録中の表示------------------------------------------------------ 27［メモリカード］メニュー------------------------------------------ 27

その他［動作設定］メニュー----------------------------------------------- 28
各メニュー内の項目説明------------------------------------------- 29［記録設定］メニュー内の設定項目----------------------------------------- 29

6［データリスト］メニュー内の項目（記録停止中）----------------------- 31

7

MCR-4TC は熱電対式温度センサで温度を測るデータロガーです。温度を測定・記録し、その場でグラフ表示して温度の変化を確認できます。

各部の名称とはたらき

概要

概要

【上面】
1.

2.

3.

7.

4.

【正面】

5.

6.

【底面】

【側面】

【背面】

1. 入力端子部
2. 連結部ツマミ
3. 液晶表示部
4. タッチパッド（ボタン操作部）
5. SDメモリカードスロット
6. USBコネクタ (Mini-B)
7. 電池フタ

本書では、以後 MCR-4TC を " 本体 " と記載しています。

8

9

概要

各ボタンの機能

メニューや項目を上下させたり、数値を増減させたりするのに使用します。
選択しているメニューや操作の実行、数値を確定します。
［記録スタート］・［記録ストップ］メニューにジャンプします。*
メニュー画面のときは上の階層に戻ります。*
操作中のときは操作をキャンセルします。*

長押しすると電源が入ります。再度長押しすると電源が切れます。
［各メニュー画面］－［測定値の表示］－［トレンドグラフ表
示］の3つを順番に画面表示を切り替えます。

本体の操作方法

タッチパッドの操作には以下の 2 種類の方法があります。
- タッチ機能で操作する- ホイール機能で操作する操作に関する用語

タッチ（短く触れる）
タッチパッドの任意の場所をポンと押す
操作をタッチといいます。

タッチ操作とホイール操作を切り替えます。長押しするとキーロックのON/OFFを切り替えます。

* ホイール操作時は機能しません。

注 意

長押し（押し続ける）

タッチパッドをタッチした後、指を離さずに数秒間押し続ける操作を、長押しといいます。主に、電源のON/OFFやキー
ロックのON/OFFを切り替えるときに使用します。

ホイール操作

中央の大きな円の白い部分を軽く触れながら回す操作です。
時計回りで▲、半時
計回りで▼の動作をします。

- 操作の途中で何もしない時間がしばらく続くと、操作をキャンセルして元の数値または1つ前の画面に戻ります。
- タッチパッドの操作は素手で行ってください。爪や手袋、またはタッチペンなどを使用
するとボタン操作を感知しません。

オートパワーオフ機能

操作をしない状態が約3分間続いた場合、自動的に電源が切れ、電池の消耗を抑えます。ただし次の場合、オートパワーオフ機能は無効になります。
- 本体が記録中である- 測定値・トレンドグラフを表示している

10- 外部電源供給中である

11

画面操作をするために知っておいていただきたいアイコンについて説明します。枠内の各メニューについては操作別に後述しています。
① ② ③

④

⑦
⑧
⑦

① 記録状態② 記録モード③ 記録間隔電池マークが示す電池残量の目安：十分ある：少なくなりはじめた：少なくなった⑤ ⑥：早めに電池交換を：すぐに電池交換を操作時はバックライトが点灯します。

記録状態を表示します。
REC：記録中
STP：記録停止中
PRG：予約中
IMM：即時の記録開始待ち状態
EXP：フルデータ自動書き出し実行中

記録モードを表示します。
：エンドレス：ワンタイム

記録間隔を表示します。
ms：ミリ秒
sec：秒
min：分
記録方式が平均値のときはAver.と記録間隔を交互表示します。

：電池動作はできません

電池寿命のおおよその目安は以下の通りです。

4チャンネル、記録方式瞬時値、記録間隔100ミリ秒
4チャンネル、記録方式瞬時値、記録間隔500ミリ秒
4チャンネル、記録方式瞬時値、記録間隔1秒
4チャンネル、記録方式瞬時値、記録間隔5秒～⑥ 操作モード⑦⑧

12

電池・電源の使用状態と電池電圧の状態を表示します。
と電池マークを交互表示：外部電源による駆動
電池マーク（次ページ参照）を表示：電池電源による駆動
操作モードの状態を表示します。
：タッチ操作が有効：ホイール操作が有効：タッチパッドの操作が無効

さらにメニュー項目があることを示しています。本体の▲と▼ボタンで画面が上下にスクロールします。

：約5日
：約7日
：約21日
：約60日

* 電池寿命は周辺温度、記録間隔、測定チャンネル数、メモリカードへの保存回数などにより異なります。

エラー表示④ 記録チャンネル 計測・記録しているチャンネルを表示します。

⑤ 電池マーク

概要

液晶画面の表示とアイコン－－－－．－ＥＲ Ｂ．ＯＵＴＥＲ ＯＶＥＲＥＲ ＵＮＤＥＲ
ＥＲ Ｃ．Ｊ．

エラー表示例：測定条件の設定中など、測定が無効である時：バーンアウト（断線）を検出：測定上限オーバー：測定下限オーバー：冷接点温度が補償範囲外（動作可能温度範囲外）

現在選択されている項目を指すカーソルです。
本体の▲と▼で移動できます。<ENTER>ボタンで実行します。

反転表示は選択可能な項目、点滅表示は変更中の項目を表します。

13

MCR-4TC は測定データを本体内蔵メモリに記録します。記録を開始
してから停止するまでを 1 回とし、複数回記録することができます。
記録回数や記録データ数は、チャンネル数や記録間隔、その他の設定により異なります。n 回目の記録は、残っているメモリ容量の範囲内で記録を行います。

SD メモリカードの利用

SD メモリカードは、本体内蔵メモリに記録されているデータをパソコンに移したり、エンドレス記録中にデータのバックアップをとったりするときに利用できます。SD メモリカードに関する操作は以下の通りです。

例：5 回目の記録中に本体内蔵メモリの空き容量がなくなった場合
本体内蔵メモリ容量概要

MCR-4TC の記録イメージ

SD メモリカードへ
データコピー

パソコンへ
データコピー

内蔵メモリに記録

1 回目 2 回目

3 回目

4 回目

5 回目

2,000 3,000
データ データ

5,000
データ

8,000
データ

1 回目 2 回目

3 回目

4 回目

5 回目

2,000 3,000
データ データ

5,000
データ

8,000
データ

ワンタイムの場合記録を停止する

エンドレスの場合
5 回目の先頭データに上書きして記録を繰り返す* 本体内蔵メモリに空き容量がある場合は、最大 30 回まで記録ができます。

記録停止中にデータを書き出す（手動保存）p.31 参照→[データリスト]－[選択データ書き出し]→[データリスト]－[全データ書き出し]

エンドレス記録中にデータを書き出す（手動保存 / 自動保存）p.35
参照→[データリスト]－[記録中のデータ書き出し]→[データリスト]－[フルデータの自動書き出し]

注 意- メモリカードは付属していません。別途ご用意ください。
- 本体メモリに直接データを書き込むことはできません。

- SDメモリカードを本体に挿入するときは、書き込み禁止スイッチのロックを解除してください。

- 記録データの書き出しを行っても、本体内蔵メモリには記録データが残りますので、必要に応じて記録データを削除してください。

利用可能なメモリカードの種類- SDメモリカード- SDHCメモリカード

注 意- SDXCメモリカードはご使用になれません。

14- お持ちのメモリカードがMCR-4TCで使用できるかどうか本体でテストすることができます。詳しくはp.36を参照してください。

15

基本的な使い方

主な使用の流れは以下の通りです。

本体で操作パソコンで操作

本体に電池をセットする（p.17参照）

背面の電池フタを外し、付属の単 3 アルカリ電池 2 本を下図のようにセットしてください。
電池をセットすると時刻合わせのメッセージが表示されます。
* 時刻設定については p.37 を参照してください。

注 意- 同じ種類の新しい電池を使用してください。

.2パソコンの設定をする- ＋/－を間違えないようにセットしてください。
- 濡れた手で電池をセットしないでください。

ソフトウェアをインストールする（p.39参照）- 電池フタは確実に閉じてください。

本体をパソコンに接続する（p.40参照）.3本体の設定（p.28 参照）・記録の設定をする（p.24 参照）

本体・パソコンの両方で設定が可能です。

.4計測・記録をする.5本体で記録データのグラフを表示する（p.32 参照）.6記録データをパソコンに吸い上げる

記録データをパソコンに吸い上げるには2通りの方法があります。
・SDメモリカードにコピーして吸い上げる（p.31参照）
・MCR for Windowsで吸い上げる（p.42参照）.7パソコンで記録データを解析する（p.45 参照）

グラフ表示・印刷・テキスト保存

16

パソコンを利用しない場合は、1. と 3. ～ 5. の流れのみで使用が可能です。

基本的な使い方.1準備をする

電池を入れる- 本体から電池の充電はできません。

使用可能な電源- 単3アルカリ電池- 単3ニッケル水素電池- USBタイプACアダプタ- USBバスパワー

電池交換について電池交換をしないまま電池残量がなくなると、MCR-4TC は、自動的に記録を停止しデータを保護します。液晶画面の電池マークを確認し（p.13参照）、必要に応じて電池を交換してください。
注 意- 電池交換の際は、データ保護のため記録を停止してください。記録を停止せずに電池を抜くと、記録中のデータは失われる場合があります。

- 記録を継続したまま電池を交換する場合は、USB端子から電源を供給した状態で電池交換を行ってください。
- SDメモリカードの処理中に電源が切れてしまった場合は、SDメモリカード内のデータが壊れる恐れがあります。

17

計測をする.1計測する熱電対線を MCR-4TC に繋ぎます。

10mm

トレンドグラフの見方

トレンドグラフは 1 チャンネルごとに表示されます。
1.

2.

3.

2. ドライバなどを使い、本体上面にある入力端子部のBボタンを押しつけながら、Aの穴に差し込みます。

4.

入力端子部

拡大図

【本体上面】

3. 電線を外すときは、ドライバなどでBボタンを押しつけながら引き抜
いてください。

* MCR-4TC は K、R、S、T、J タイプの熱線対に対応しています。
* 測定範囲はセンサの耐熱温度範囲内に限ります。

.2<DISPLAY> ボタンで画面を切り替え、計測値をトレンドグラフで確認します。

1. 表示チャンネル

表示チャンネルを切り替えます。
測定しているチャンネルに切り替えてグラフを確認してください。

2. 画面スクロールのタイプ：マス目とグラフがスクロールします。

▲* センサには＋－の極性があります。
極性に注意して配線してください。
極性を間違えると、実温度が上昇している状態
で測定温度は低下していきます。

AB

基本的な使い方

1. 単線の場合はØ0.32mm～Ø0.65mm（AWG 28～22）、撚線の場合は、0.08mm2～0.32mm2、素線径がØ0.12mm以上の電線を用意し、ムキしろ
を10mm程度作ります。

■：マス目は静止し、グラフのみスクロールします。

* 1. ～ 4. の変更項目が反転または点滅していないときに <ENTER> ボタンで切り替わります。

3. 縦軸スケール

グラフの縦軸の表示範囲を指定します。-300～1800℃の間で10℃単位で設定できます。
例）V.AXIS -100, 500の場合-100～500℃の範囲でグラフを表示します。

4. マス目の時間単位

グラフのマス目の大きさを指定します。

例）H.AXIS 1s/divの場合、1マスで1秒を表示します。

* 4. のマス目の単位は測定間隔により変更できる数値が異なります。

計測値の見方

18

計測値

トレンドグラフ表示される文字のサイズは、チャンネル数により自動的に変わります。
* 表示チャンネルは、メインメニューより［記録設定］－［記録チャンネル］で選択できます。

トレンドグラフの操作方法▲・▼ボタンを使って変更したい項目を反転表示にし <ENTER> ボタン
をタッチします。項目の表示が点滅している間に▲・▼ボタンで数値を変更します。
* 点滅している間にしばらく何も操作をしないでいると、操作がキャンセルされ元の数値に戻ります。

19

記録チャンネル数を増やす

筐体接続したとき、一番左側にある MCR-4TC がメイン操作の対象となるマスタ機として、それ以外の MCR-4TC はスレーブ機として自動的に位置づけられます。
マスタ機で記録を開始すると、スレーブ機はマスタ機に同期して記録を開始します。
筐体接続イメージ

同期記録したデータの保存場所

記録データは、それぞれの本体内蔵メモリに保存されます。パソコンで記録データを解析する場合は、SD メモリカードに記録データを書き出
すか、MCR for Windows を利用して記録データを吸い上げてください。

基本的な使い方MCR-4TC は筐体接続により、最大で 4 台（16 チャンネル）まで記
録チャンネルを増やすことができます。

MCR for Windows を使うとマスタ機・スレーブ機すべての記録
データを一括で吸い上げることも可能

時計方向に回します

スレーブ機
マスタ機

* MCR for Windows で吸い上げた記録データは、初期設定で、すべて同じフォルダに保存されます。記録データの保存先およびファイル名については、p.43 を参照してください。

電圧データロガー MCR-4V を筐体接続することも可能です。
MCR-4V の具体的な内容・操作については、MCR-4V の取扱説明書
をご覧ください。
注 意

MCR-4V がマスタ機で MCR-4TC がスレーブ機にある場合、マスタ機の測定間隔が 100 ミ
リ秒未満の場合は同期記録スタートができません。

20

21

マスタ機で一括操作

一括で記録を開始する.1マスタ機、スレーブ機それぞれで記録設定を行います。

基本的な使い方同期記録開始・記録停止はマスタ機のみで操作できます。スレーブ機の主な記録設定項目は、記録開始のタイミングで一時的にマスタ機の設定と同じになります。一時的に変更された項目は、記録停止のタイミング
で元の設定値に戻ります。

* 設定できる項目については p.24 ～ P.25 を参照してください。

* マスタ機に影響される項目、マスタ機に影響されない項目については、p.22 を参照してください。

.2マスタ機のメインメニューより［記録設定］－［記録スタート］を実行します。

MCR for Windows を利用すると、マスタ機をパソコンに USB 接続するだけで、上記同様の操作が可能です。

マスタ機に影響される項目

記録モード、記録方式、記録間隔、記録チャンネル

マスタ機に影響されない項目
チャンネル名、熱電対タイプ

注 意- SDメモリカードに関する操作（クイックフォーマット、メモリカードテスト）は、マスタ機で一括操作することはできません。

- 熱電対タイプを変更する場合は、スレーブ機本体で操作を行うか、スレーブ機をそれぞれパソコンにUSB接続し、MCR for Windowsで設定を行う必要があります。

- チャンネル名はMCR for Windowsのみで設定・変更が可能で、本体で操作することはで
きません。

22

.3［開始方法］より、［同期即時］または［同期予約］を選択します。
.4［実行］にカーソルを合わせ、<ENTER> ボタンをタッチします。

注 意

接続されているスレーブ機の電源が入っている必要があります。

一括で記録を停止する

マスタ機のメインメニューより［記録設定］－［記録ストップ］を実
行します。
注 意

- 記録中に筐体の接続を解除するとスレーブ機の記録は停止します。マスタ機の記録は続行します。
- 筐体接続していても、マスタ機の電源はスレーブ機に供給されません。
- マスタ機が記録停止するとすべてのスレーブ機が記録を停止します。

- ワンタイム記録でスレーブ機のメモリ残量がなくなった場合、そのスレーブ機の記録を停止します。

23

メニュー説明［記録設定］メニュー［戻る］

記録設定の保存、復帰

記録ストップ［戻る］

記録スタート［戻る］

実行

開始方法：即時

記録モード：エンドレス

即時/予約/同期
即時/同期予約'yy/mm/dd
h:mm:ss*1

エンドレス/ワンタイム

記録方式：瞬時値*2

瞬時値/平均値

記録チャンネル：
CH1234*2

CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH12 / CH23 / CH34 /CH13 / CH24 / CH14 / CH123 / CH234 / CH124/ CH134 / CH1234

記録間隔：10sec

CH1熱電対タイプ

CH2熱電対タイプ

CH3熱電対タイプ

メニュー説明実行*1: 予約スタート時の設定［戻る］
設定記録の保存1
設定記録の保存2
設定記録の保存3
設定記録の保存4
設定記録の復帰1
設定記録の復帰2
設定記録の復帰3
設定記録の復帰4

100 / 200 / 500ms / 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 /30sec / 1 / 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 60min

K/R/S/T/J

CH4熱電対タイプ

24

25

［データリスト］メニュー
記録停止中の表示
［戻る］

［戻る］

No4 '13.07.30 16:19:45
No3 '13.07.29 15:42:51
…

グラフ表示

※リストNo、日付時刻はサンプルです。

記録中のデータ書き出し
フルデータ自動書き出し*1…

No4 '13.07.30 16:19:45
No3 '13.07.29 15:42:51［戻る］

選択データ消去［戻る］

フォーマット後のブランクカードですか？
［戻る］
はい

いいえ

［戻る］

全データ書き出し

No4 '13.07.30 16:19:45
No3 '13.07.29 15:42:51［戻る］

クイックフォーマット
［戻る］
実行*1: ワンタイム記録中の場合、［フルデータ自動書き出し］メニューは表示されません。

［メモリカード］メニュー
［戻る］

実行

…

全データ消去［戻る］

メニュー説明選択データ書き出し

エンドレス記録中の表示

クイックフォーマット

［戻る］

メモリカードテスト

［戻る］

実行

実行

本機の全データ消去

本機と全スレーブ機の消去*1*1: ［全データ消去］メニューをスレーブ機で実行した場合、［本機と全スレーブ機の消去］は表示されません。

26

27

［動作設定］メニュー［戻る］

液晶コントラスト：65
メモリ使用量0～100

各メニュー内の項目説明［記録設定］メニュー内の設定項目
［戻る］
メモリ：

データ：
［戻る］

'13/07/31 16:43:22

タイムゾーン GMT+09:00
サマータイム 00:00
ブザー：ONON / OFF All / OFF Click

表示言語：JapaneseJapanese / English

自動キーロック：OFF
バーンアウト検出：ON
工場出荷状態に戻す

OFF / 240～5sec
ON / OFF［戻る］
実行［実行］を選択すると、記録を停止します。

［記録スタート］［実行］を選択すると、記録を開始します。
［開始方法：即時/予約/同期即時/同期予約］
即時

予約：すぐに記録を開始します。

：指定した日時に記録を開始します。

同期即時 ：すぐに同期記録を開始します。

メニュー説明

時刻設定［記録ストップ］

同期予約 ：指定した日時に同期記録を開始します。

同期記録イメージについてはp.20を参照してください。

［記録モード：エンドレス / ワンタイム］

エンドレス ：本体内蔵メモリの空き容量がなくなると、記録中のデータの先頭から上書きして記録を続けます。

ワンタイム ：本体内蔵メモリの空き容量がなくなると記録を停止します。

* メモリの記録イメージは p.14 を参照してください。

［記録方式：瞬時値 / 平均値］

測定値の記録方式を選択します。

瞬時値：測定した瞬間の値を記録します。

平均値：指定された記録間隔中に測定された値の平均値を記録します。
平均値記録時のサンプリング間隔は以下の通りです。
記録間隔
サンプリング間隔

注 意100～200ms
100ms

500ms～1sec
500ms

2sec～5min
1sec

10～60min
10sec

平均値記録の場合、記録データの 1 つ目は無効データになります。

［記録間隔：（選択）］100, 200, 500ms, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sec, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60min（初期値は10sec）の18通りより選択できます。

28

注 意

チャンネルごとに記録間隔を変えることはできません。

29

［記録チャンネル：（選択）］

記録を行うチャンネルを選択します。ch1～ch4までの4つのチャンネルの組み合わせで選択します。

［CH1 熱電対タイプ～ CH4 熱電対タイプ］
K、R、S、T、Jの5通りから選択できます。

［記録設定の保存、復帰］

記録設定を4つまで保存することができます。繰り返し設定する項目は、コピーを利用すると設定する手間が省けます。

［グラフ表示］

リストの中からグラフ表示したいデータにカーソルを合わせて<ENTER>
ボタンをタッチするとグラフを表示します。記録データグラフの見方および操作方法についてはp.32で詳しく説明しています。

［選択データ書き出し］

リストの中からコピーしたいデータにカーソルを合わせて<ENTER>ボタ
ンをタッチすると記録データをSDメモリカードに書き出します。

注 意

書き出す記録データの複数選択はできません。

メニュー説明保存した記録設定を利用するときは［復帰］で読み込みます。［復帰］画
面では、簡単な設定内容が表示されて確認することができます。

［データリスト］メニュー内の項目（記録停止中）［全データ書き出し］［実行］を選択すると、全データを書き出します。

［選択データ消去］
注 意- 記録設定が保存されていない［記録設定の復帰1～4］は選択できません。

- 記録中の場合は、記録設定の［保存］のみ実行できます。［復帰］は実行できません。

- 保存した記録設定は、［工場出荷に戻す］操作を行うとすべて消去されます。保存した設定を個別に消去することはできません。

液晶画面に " 実行中 " の表示が出ている間は、他の操作を行わないでください。この操作は非常に時間がかかる場合があります。

リストの中から消去したいデータにカーソルを合わせて<ENTER>ボタンをタッチし、［実行］を選択すると記録データを消去します。

* データリストを表示しているときに、しばらく何も操作しないで放置すると、操作をキャンセルして 1 つ上の階層に戻ります。

* 記録数の少ないデータを 1 ～ 3 個消去しても、メモリ残量に変化がみられない場合があります。

［全データ消去］［本機の全データ消去］：［実行］を選択すると、本体の記録データを消去します。

［本機と全スレーブ機の消去］：

マスタ機と筐体接続しているスレーブ機の全記録データを一斉に消去します。

* この操作をスレーブ機で行った場合、［本機と全スレーブ機の消去］メニューは表示されません。

30

31

記録データグラフの見方

グラフ表示画面は、▲・▼ボタンやホイール操作によって、グラフを左
右にスクロールすることができます。
1.

2.

3.

5.

6.

7.

1. スクロール中は、データを記録した時刻が表示されます。
2. スクロール停止後3秒経つと測定値が表示されます。

3. 2の数値は中央の点線とグラフの交点における値を示しています。

4. グラフの下部に表示されているバーの長さは、グラフ全体のどの部分を表示しているかを表しています。

<ENTER> ボタンをタッチすると 5. 6. 7. を変更できるようになります。
5.記録チャンネル

1マスにグラフの点が10個（10ドット）
あります。

拡大

（1マスに10ドット）×10マス分＝100ドット

グラフ画面の横軸は100 ドット表示しています。

例1）記録間隔が100ミリ秒でスキム倍率が×1の場合

1マスの時間は1秒となり、画面全体では10秒間のデータを表示
している状態となります。

例2）記録間隔が100ミリ秒でスキム倍率が×2の場合

メニュー説明4.

Skim×1：ドット間隔が記録間隔通り
Skim×n：ドット間隔が記録間隔のn倍1マスの時間は2秒となり、画面全体では20秒間のデータを表示
している状態となります。

<ENTER> ボタンと <BACK> ボタンで操作対象を切り替え、それぞれの値は▲・▼ボタンで変更します。

記録したチャンネルに切り替えてグラフを確認します。記録していな
いチャンネルを表示した場合は"キロクナシ"とメッセージが表示されます。

6.縦軸スケール

グラフの縦軸の表示範囲を指定します。-300～1800℃の間で10℃単位で設定できます。
例）V.AXIS 0, 100の場合0～100℃の範囲でグラフを表示します。

7.スキム倍率（横軸スケール）

グラフ横軸のスケールを指定します。

32

33

［データリスト］メニュー内の項目（エンドレス記録中）［記録中のデータ書き出し］

メニューを選択すると、ただちに記録中のデータをSDメモリカードに書き出します。

スクロール画面［フルデータの自動書き出し］

エンドレス記録中に、記録データをSDメモリカードに書き出すことで、記録データが上書きされて失われるのを防ぐことができます。

変更画面

または
スキム倍率
▲・▼で変更可

注 意- エンドレス記録の場合、本体内蔵メモリの空き容量がなくなると、記録中のデータの先頭から上書きして記録を継続します。
- 必ずフォーマット後のブランクカードを使用するか、クイックフォーマットを行ってください。

メニュー説明- ［フルデータ自動書き出し］を実行している間は、他の操作を行うことができません。
ボタンによる［測定値の表示］－［トレンドグラフ表示］の3画面の表示切り替え
のみ操作が可能となります。

縦軸スケール▲・▼で変更可
上限と下限の2 カ所を指定［フルデータ自動書き出し］を終了する［フルデータ自動書き出し］を終了するには、［戻る］にカーソルを合わ
せ、<ENTER> ボタンをタッチします。

記録チャンネル▲・▼で変更可

メニュー画面表示されたメッセージが消えると［フルデータ自動書き出し］は終了しました。

* 倍率などを変更しているとき、しばらく何も操作をしないでいると、変更を確定してスクロール画面に戻ります。

34

35

［動作設定］メニュー内の設定項目［フルデータ自動書き出し］の制限事項- 自動書き出しを終了するまでUSB通信はできません。
ボタンの操作は無効となります。
- 以下の場合は自動書き出しが終了します。

SDカードの容量がいっぱいになった場合。
2GB以下のSDカードを標準のFAT16で使用し、ファイル数が128に達した場合
SDカードが抜かれた場合
SDカードへの書き込みエラーがあった場合［クイックフォーマット］［実行］を選択すると、SDメモリカードをフォーマットし、MCR-4TCで使用できる状態にします。

注 意- SDメモリカード内に書き込んだ記録データがある場合は、すべて消失します。パソコン
等に記録データをバックアップしてからフォーマットすることをお勧めします。
- SDメモリカード内に書き込んだ記録データを個別に消去することはできません。

- 本体がSDメモリーカードへアクセスしているときは、本体の電源を切らないでください。
電池で動作している場合は、電池切れや電池外れに注意し、パソコンから電源が供給されている場合は、パソコンの省エネ設定または接続ケーブル外れ等による供給停止にご注意ください。

［メモリカードテスト］［実行］を選択すると、SDメモリカードがMCR-4TCで使用できるかチェックします。市販されているすべてのSDメモリカードが使用できる
わけではありませんので、ご使用前にテストされることをお勧めします。

注 意

液晶表示のコントラストの調整は、▲ボタンで強くなり、▼ボタンで弱くなります。<ENTER>ボタンで数値を確定します。

［メモリ使用量］

本体内蔵メモリの使用量をパーセントで、記録データを個数で表示します。

［時刻設定］

1. ▼ボタンをタッチすると反転表示部分が "年－月－日－時－分－秒" の順に移動します。設定したい項目で<ENTER>ボタンをタッチると反転表示部分が点滅します。
2. 項目が点滅している間に▲または▼ボタンをタッチして数値を選び、<ENTER>ボタンで数値を確定します。
3. ▼ボタンで次の項目に、▲ボタンで前の項目に反転表示が移ります。

メニュー説明［メモリカード］メニュー内の項目［液晶コントラスト］* 点滅表示のときに <BACK> ボタンをタッチすると、操作をキャンセルして反転表示に戻ります。

注 意- 記録中は時刻設定ができません。

- MCR-4TC本体の日付・時刻が正確でないと、記録開始時刻や吸い上げたデータの記録時刻に影響しますので、正確に設定してください。
- MCR-4TCの日付・時刻設定は、Windows用ソフトウェアMCR for Windowsによりパソコンからも設定できます。ソフトウェアで設定した場合は、本体による設定は不要です。
詳しくはソフトウェア内のヘルプを参照してください。

［タイムゾーン］と［サマータイム］

MCR-4TCを使用する地域にあわせて時差の設定を行います。夏時間を使用する場合は、手動で時差を調整してください。

* 表示言語で日本語を選択している場合は、タイムゾーンおよびサマータイムの設定はできません。

［ブザー］

本体操作時の音を消すことができます。

* OFF Click はボタン操作音のみ消音します。

テストをパスしていてもエラーが出る場合は、SD メモリカードを MCR-4TC で使用できるようにフォーマットを行ってください。

36

37

パソコンと一緒に使う［自動キーロック］

操作しない状態が一定時間続いたときは、自動的にボタンを操作できないように設定できます。誤ってタッチパッドに触れて操作してしまうことを防ぎます。
▲・▼ボタンを使って、ボタン操作がロックされるまでの時間を指定します。1秒単位で時間指定ができます。

* すぐにキーロック操作を行う場合は、本体ボタンのび長押しするとキーロックを解除します。

を長押ししてください。再［表示言語］

日本語か英語を選択できます。

* 表示言語で英語を選択している場合のみ、タイムゾーンおよびサマータイムの設定ができます。

［バーンアウト検出］

測定時の断線を検出する機能で、バーンアウトを検出するとディスプレイ
に "ER B.OUT" と表示されます。

専用ソフトウェアにより、本体設定や記録設定などをパソコンから行ったり、MCR-4TC で記録したデータをパソコンに吸い上げ、グラフ表示したり解析したりすることができます。

ソフトウェアをインストールするWeb サイトから MCR for Windows と T&D Graph をダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
MCR-4 シリーズソフトウェア一覧
www.tandd.co.jp/software/#mcr4

インストールの完了後、Windows のスタート画面またはスタート
メニューに MCR for Windows と T&D Graph が登録されます。

- 標準ソフトウェアをダウンロードできない場合は、T&D Software
SO-TD1 (DVD-ROM)を用意しております。その他のオプション品を含め、
T&D オンラインショップ ( shop.tandd.co.jp ) にてお求めいただけます。

パソコンと一緒に使う- 各ソフトウェアの詳しい操作方法については、ソフトウェア内のヘルプを参照してください。

［工場出荷状態に戻す］［実行］を選択すると、本体が初期化され工場出荷時の状態に戻ります。

この操作をすると、本体内のデータがすべて消去されます。また、設定が初期値に戻ります。操作を元に戻すことはできませんので、十分にご注意ください。消去および破損したデータの復旧はできません。
初期化中に本体の電源を切らないでください。初期化が中断されると、故障の原因となります。

38

39

パソコンに本体を接続する.1スタート画面またはスタートメニューより MCR for Windows を起動します。

.2付属の USB 通信ケーブルでパソコンに本体を接続します。
自動で USB ドライバのインストールがはじまります。

注 意- MCR for Windowsをインストールする前に、MCR-4TCをパソコンに接続しないでください。
- パソコンとMCR-4TCの通信をはじめる前に、USBデバイスドライバをインストールする必要があります。USBデバイスドライバをインストールすることで、パソコンがMCR-4TCを認識できるようになります。
- MCR-4TCは1台ずつパソコンに接続してください。同時に複数台接続した場合、正しく認識されないことがあります。

パソコンで設定できること

以下の項目は本体で設定・変更できないため、本体をパソコンに
USB 接続して MCR for Windows から行います。

チャンネル名記録を行うチャンネルに名前をつけることができます。チャンネル名は、T&D Graph でのグラフ表示時に使用されます。

.1［記録開始設定］メニューを選択します。
.2チャンネル名を設定するチャンネル番号にチェックを入れて、チャンネル名を入力します。

.3［設定値送信］ボタンをクリックします。

USB 通信ケーブル（US-15C）

パソコンと一緒に使う

USB ドライバのインストールが完了すると、MCR for Windows 画面内の右上にパソコンと本体が接続されている絵が表示されます。

注 意

上記のようなアイコンが表示されない場合は、USB ドライバのインストールに失敗している可能性があります。ヘルプメニューの［機器を認識しないときは］をご覧になり、USB ドライバの確認をしてください。

40

41

記録データをパソコンに吸い上げる

本体内蔵メモリに保存されている記録データをパソコンに吸い上げるには、以下の 2 通りの方法があります。
- SDメモリカードに記録データをコピーしてパソコンに吸い上げる*- 本体をパソコンにUSB接続し、MCR for Windowsを使って記録データを吸い上げる* SD メモリカードに記録データをコピーする方法は p.31 を参照してください。

注 意

記録中は SD メモリカードの一部の機能が制限されます。

MCR for Windows を使って記録データを吸い上げる

本体をパソコンに USB 接続し、MCR for Windows を利用することでパソコンに記録データを吸い上げることができます。

記録データファイル

記録データは、1 回の記録で 1 つのファイル（ファイル形式：.r4T）を生成します。
記録データの保存先とファイル名

初期設定で以下の通りになっています。
保存先：

Documents\TandD Corp\MCR

ファイル名：

本体シリアル番号_記録年_記録月_記録日_記録時刻（時分秒）.r4T.4吸い上げたいデータにチェックを入れます。

パソコンと一緒に使う.1MCR for Windows を起動します。
.2本体をパソコンに USB 接続します。
.3［一覧取得］ボタンをクリックします。

保存先を変更する場合は、①のボタンよりフォルダを指定してください。
また、②のボタンをクリックすると、保存先とファイル名を新しく指定することができます。

.5［吸い上げ］ボタンをクリックします。
4243

筐体接続した MCR-4TC の記録データを一括で吸い上げる.1マスタ機をパソコンに接続します。
.2p.42 を参照し、マスタ機の記録データの一覧取得を行います。
.3［スレーブ検索］ボタンより、スレーブ機の保存データの一覧取得を行います。

.4保存データの一覧から吸い上げるデータにチェックを入れます。

* マスタ機・スレーブ機の同時選択ができます。

.5［吸い上げ］ボタンをクリックします。

* 筐体接続している状態でも、USB 通信ケーブルをマスタ機からスレーブ機に付け替えることができます。スレーブ機のデータ吸い上げに時間がかかる場合は、スレーブ機を直接パソコンに USB 接続して吸い上げることもお試しください。

記録データを解析する
記録データを開く

記録データファイルをダブルクリックします。T&D Graph が起動して、グラフが表示されます。

グラフを印刷する.1記録データを T&D Graph で開きます。
.2グラフウィンドウのサイズを変更して、グラフ表示の縦横比を調整し
ます。

注 意

本体とパソコンが通信中に USB 通信ケーブルを抜かないでください。

パソコンと一緒に使う.3［ファイル］メニューより［グラフを印刷］を選択し、印刷イメージを確認します。必要に応じて手順 2. に戻り、グラフの縦横比を変更します。

.4［印刷］ボタンより印刷を開始します。

その他 T&D Graph でできること- グラフ内にメモやコメントを入れる・図形を描く- 記録データの結合や抽出- グラフ画像のコピー- データの一覧表示- テキストデータの書き出し* T&D Graph の詳しい操作方法は、T&D Graph 内のヘルプをご覧ください。

44

45

その他

困ったときは.1Q パソコンでMCR-4TCを認識できません.1A 下記事項を確認してください。

MCR-4TCの確認
パソコンとMCR-4TCが正しくUSB接続されているか確認してください。

パソコンの確認• ソフトウェアインストール時にエラーが発生していなかったか確認してください。
• USBドライバのインストールに失敗している可能性があります。
MCR for Windowsのヘルプメニューより［機器を認識しないときは］をご覧になり、USBドライバの確認をしてください。
• パソコンにMCR-4TC以外のUSB機器（マウス・デジタルカメラ等）を接続し、その機器を使用することができるか確認してください。
• パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、USB通信ケーブルを他のUSBポートに差し替えてみてください。
• お使いのパソコン以外にパソコンがある場合は、他のパソコンで試してみてくだ
さい。

.5Q 記録データをSDメモリカードに書き出した際、"ライト エラー"とメッセージが出るのですが？

.5A 下記事項を確認してください。

• SDメモリカードが書き込み禁止になっていないか確認してください。
• MCR-4TCで利用可能なメモリカードであるか確認してください。
（p.15参照）• メモリカードテストを行ってください。
（p.36参照）• クイックフォーマットを行ってください。
（p.36参照）

以上の点を確認してもエラーメッセージが出る場合は、弊社営業部までご連絡ください。

.6Q MCR for Windowsが起動しません。
.6A 下記事項を確認してください。

• インストールに失敗している可能性があります。MCR for Windowsの再インス
トールを行うことで改善する場合があります。
• 管理者権限（Administrator権限）を持っているユーザアカウントでインストールを実行しているか、ご確認ください。

以上の点を確認してもエラーメッセージが出る場合は、弊社営業部までご連絡ください。

以上の点を確認してもエラーメッセージが出る場合は、弊社営業部までご連絡ください。

.2Q 記録データの1つ目が無効データになるのですが？
.2A 次の2通りのケースが考えられます。

• 平均値記録の場合、記録データの1つ目は無効データとなります。
• MCR-4Vをマスタ機とした同期記録においてプレヒート機能をONにしている場合（平均値記録は選択できません）、記録開始までの時間がプレヒート時間よりも短い場合に記録データの1つ目は無効データとなります。

.3Q 動作中に電池の交換はできますか?
.3A ACアダプタ等の外部電源を使用し動作している場合は、そのままの状態で電池を交換することができます。電池のみで動作している場合は、記録を停止してから電池を交換してください。

.4Q 吸い上げた記録データを修正できますか?
.4A 記録データの信頼性を保つため、吸い上げた記録データはソフトウェア上で修正する

46

その他

ことができない仕様となっております。
T&D Graphで開いた記録データをCSV形式で保存して表計算ソフト等で編集することは可能ですが、編集したデータを弊社のグラフ形式に戻すことはできません。

47

製品仕様
測定チャンネル
入力方式
対応センサ
測定範囲

電池寿命（*5）

入力端子

絶縁
本体寸法
質量
本体動作環境ソフトウェア（*6）

4ch使用時（単3アルカリ電池）
記録間隔

記録方式

0.1秒
0.5秒
1秒
5秒以上

瞬時値

約5日
約7日
約21日
約60日

平均値

約5日
約7日
約7日
約21日

スクリューレス端子台<適合電線>
単線：Ø 0.32 mm～Ø 0.65 mm（AWG 28～22）
撚線：0.08 mm2～0.32 mm2（AWG 28～22）、素線径
Ø 0.12 mm以上
ムキしろ：9～10 mm
CH1, CH2, CH3, CH4, USB間は絶縁（電池端子、CH1～
CH4入力端子間は非絶縁）印加可能電圧：±50 V
絶縁抵抗：50 MΩ以上（DC±250 V）
H 120 mm×W 75 mm×D 32 mm
約140 g
温度：0℃～50℃
湿度：90 %RH以下（結露しないこと）
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
MCR for Windows, T&D Graph*1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
*2: 強力なノイズフィルター機能を持っていますが、大きなノイズがあると測定値が変動することがあります。記録間隔が200ミリ秒以下の場合はノイズフィルター機能の働きが弱くなるため、ノイズの影響を受けやすくなり、測定値の変動が大きくなることがあります。
*3: 1回の記録がフルデータに満たない場合、最大30回まで記録できます。
*4: 連結する機器の記録間隔や測定間隔などの仕様により、同期記録が開始できない場合があります。
*5: 電池寿命は周辺温度、記録方式(平均値･瞬時値)、記録間隔、測定チャンネル数、メモリカードへの保存回数などにより異なります。記載内容は新しいアルカリ電池を使用した
ときの標準的な期間です。
*6: ソフトウェアCD-ROMは付属しておりません。ダウンロード(無料)、および対応OSバー
ジョンはWebサイト (www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

その他

48

温度 4chスキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁
熱電対K, J, T, S, Rタイプ (*1)
Kタイプ：-270～1370℃
Jタイプ：-210～1200℃
Tタイプ：-270～400℃
Sタイプ：-50～1760℃
Rタイプ：-50～1760℃
入力インピーダンス 約1 MΩ
精度（*2）
熱電対測定精度（センサの誤差含まず）
K, J, Tタイプ：±（0.5℃＋読み値の0.3%）at -100℃以上
S, Rタイプ：±（1.5℃＋読み値の0.3%）at 100℃以上
冷接点補償精度±0.5℃ at本体環境温度10～40℃±0.8℃ at上記以外の本体環境温度
測定分解能
0.1℃
記録方式
瞬時値、平均値
記録間隔100, 200, 500ミリ秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分
データ記録容量
1ch記録時：フルデータ960,000個/ch（*3）
2ch記録時：フルデータ480,000個/ch
3ch記録時：フルデータ320,000個/ch
4ch記録時：フルデータ240,000個/ch
記録モード
エンドレス：
本体内蔵メモリの空き容量がなくなると、記録中のデータの先頭から上書きして記録を継続
ワンタイム：
本体内蔵メモリの空き容量がなくなると記録を停止
記録開始方法
即時スタート、予約スタート
同期記録
最大4台16chまで同期記録が可能
MCR-4TCと4Vの連結も可能（*4）
通信インターフェース
USB通信：USB 2.0（Mini-B コネクタ）
通信時間
フルデータ吸い上げ時間
約1分30秒（スレーブ機：約4分30秒）
外部メモリ
SDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能
電源
単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダ
プタAD-05A2、USBバスパワー5 V 250 mA

49ユーザ登録・お問い合わせフォーム

www.tandd.co.jp/support/

ユーザ登録、お問い合わせフォームはこちらから。
ユーザ登録していただきますと製品別サポート情報をお届けいたします。
最新のソフトウェア ･ 取扱説明書のダウンロードもできます。

〒 390-0852 長野県松本市島立 817-1

電話：0263-40-0131/

FAX：0263-40-3152

月曜日から金曜日（祝日を除く） 9：00～12：00 / 13：00～17：00
再生紙を使用しています