NEWS RELEASE

インターネットプロトコルセンサ発売のご案内
2012 年 6 月吉日
株式会社セコニック
国内営業部長 大平 淳史
株式会社セコニック(代表取締役社長 馬場 芳彦) は、この度インターネットプロトコルセンサの 3 機種
温湿度センサ『SI-400』、温湿度・照度センサ『SI-401』、電力量計信号変換器『SI-402』を 2012 年 7 月
2 日に、専用アプリケーションソフトを 2012 年 8 月に発売しますことをご案内いたします。
今回発売を予定している 3 機種は、当社が長年培ってきたセンサ技術により、オフィスや小規模店舗で温度・湿度・照度・電力量※1 をリアルタイムで計測し、既存のネットワーク回線を活用して、電力消費の「見える化」と省エネ策実行のお役にたてる製品です。
商 品 名型名標準価格(税別)

発売日

温湿度センサSI-40040,000 円

2012 年 7 月 2 日

温湿度・照度センサ

SI-40145,000 円

2012 年 7 月 2 日

電力量計信号変換器

SI-40250,000 円2012 年 7 月 2 日

AC アダプタ(オプション品)-3,000 円

2012 年 7 月 2 日

アプリケーションソフト

ECO Tracer Navi Pro

30,000 円

2012 年 8 月(予定)１．主な特長（1）温湿度センサ

SI-400温湿度・照度センサ SI-401

・設置環境の温度・湿度（SI-400）、プラス照度（SI-401）を計測し、USB またはネットワーク転送が可能
・小型軽量でセンサ部分が本体と別になっているので様々なレイアウトで設置可能
・PoE 機能搭載により PoE 給電機能搭載の LAN ハブで接続すれば AC アダプタ不要（2）電力量計信号変換器 SI-402
・パルス信号と RS-485 の 2 系統の入力信号に対応 (同時接続も可能)
・電力量計マルチベンダーに対応
・パルス積算機能搭載

温湿度センサ SI-400

温湿度・照度センサ SI-401

電力量計信号変換器 SI-402（3）別売アプリケーションソフト「ECO Tracer Navi Pro」
・計測データをグラフ化し、様々な切り口で分析してムダを「見える化」し効果的な省エネ策を実行可能
・電力消費量を時系列にデータ管理が可能※1(※1 電力量計、CT センサは他社製となります)ハードウェア仕様
温湿度センサSI-400

項目
測定対象

温度・湿度

照度
温度
湿度
照度

測定範囲

湿度
照度
測定周期
通信タイミング
通信内容
測定値保存周期
測定値保存容量ACアダプタ

定格電圧

動作条件
保存条件
外形寸法
（W×H×D）
質量

ＰｏＥ
ＵＳＢ
定格電力
使用周囲温度
使用周囲湿度
保存周囲温度
保存周囲湿度
本体
分離型センサヘッド
本体
分離型センサヘッド
付属品
オプション

干渉膜付シリコン
フォトダイオード－-10～60℃
20～85%RH－

50～5,000lx±0.5℃（5～40℃）±0.7℃（5℃未満、40℃以上）

温度
測定精度

温度・湿度・照度
温度センサＩＣ
静電容量変化型センサ

温度
湿度

センサ種類

温湿度・照度センサ
SI-401±5%RH（at25℃、20～85%RH）±5%（50～3000lx）－±7.5%（3000lx超）5秒
任意
時刻、測定値（温度・湿度）、機体番号
時刻、測定値（温度・湿度、照度）、機体番号
1／2／5／10／15／30／60分
温度・湿度：3,600ﾃﾞｰﾀ
温度・湿度・照度：2,880ﾃﾞｰﾀ
DC5V±5%
DC44～48.5V（IEEE802.3af クラス１準拠）
DC5V±5％
1.5W－10～60℃ （※ＡＣアダプタは、0～40℃）
85%RH以下 但し、結露、結霜の無きこと-20～60℃
85%RH以下 但し、結露、結霜の無きこと
110×83×33mm
110×83×36mm
26×72×16mm
約110g
約30g
クイックガイド（保証書付）、壁面アタッチメント
ＡＣアダプタインターフェース仕様
温湿度センサSI-400項目

Ethernet

ーホス
ト側
イン
タェー

フス
ＵＳＢ

温湿度・照度センサ
SI-401

インターフェース

10BASE-T／100BASE-Tx

コネクタ形状
伝送速度
伝送方式
最大セグメント長

RJ4510Mbps／100Mbps
ベースバンド100m

通信ケーブルアプリケーション層
トランスポート層
ＴＣＰ／ＩＰ
ネットワーク層
モデル
データリンク層
物理層
規格
コネクタタイプ

UTP（カテゴリ５以上）
SNMP、telnet、DHCP
TCP
IP（IPv4）、ICMP（ＰＩＮＧコマンドに限る）
Ethernet
10Base-T/100Base-Tx
USB2.0 FullSpeed
ミニＢメスタイプハードウェア仕様
電力量計信号変換器
SI-402

項目
測定対象

電力量
パルス出力機能もしくはシリアル通信（RS-485）機能を有する電力量計(パルス入力とRS-485の同時接続可)

入力対応機種
測定周期
通信タイミング

測定値保存周期
測定値保存容量ACアダプタ
定格電圧
ＰｏＥ
ＵＳＢ
定格電力
使用周囲温度
動作条件
使用周囲湿度
保存周囲温度
保存条件
保存周囲湿度
外形寸法
本体（W×H×D）
分離型センサヘッド
本体
質量
分離型センサヘッド
付属品

5秒
任意
電力量計仕様による例）積算電力量、瞬時電力、電流、電圧、力率、周波数
1／2／5／10／15／30／60分
パルスカウント値：3,600ﾃﾞｰﾀ (RS-485は保存機能なし)
DC5V±5%－
DC5V±5％
1.5W－10～60℃ （※ＡＣアダプタは、0～40℃）
85%RH以下 但し、結露、結霜の無きこと-20～60℃
85%RH以下 但し、結露、結霜の無きこと
110×83×33mm－約100g－クイックガイド（保証書付）、ＡＣアダプタ、壁面アタッチメント

オプション

－通信内容

インターフェース仕様
電力量計信号変換器
SI-402

項目

Ethernet

ーホス
ト側
イン
タェー

フス
ＵＳＢ

ェーフス

10BASE-T／100BASE-Tx
RJ45
10Mbps／100Mbps
ベースバンド最大セグメント長
通信ケーブルアプリケーション層
トランスポート層
ＴＣＰ／ＩＰ
ネットワーク層
モデル
データリンク層
物理層
規格

100m
UTP（カテゴリ５以上）
telnet,DHCP
TCP
IP（IPv4）、ICMP（ＰＩＮＧコマンドに限る）
Ethernet
10Base-T/100Base-Tx
USB2.0 FullSpeed

コネクタタイプ
接続台数対応機種
入力条件

ミニＢメスタイプ
1台
パルス出力機能を有する電力量計
電力量計仕様による入力仕様

フォトモスリレー入力（無電圧、無接点）
または、オープンコレクタ入力
最小オン/オフ周期 10ms以上

パルス入力

ー電力量計
側
イン
タインターフェース
コネクタ形状
伝送速度
伝送方式

RS-485接続

接続距離対応機種
通信プロトコル
通信形態
通信方式
通信速度
最大接続数
最大転送距離300m以下RS-485通信機能を有する電力量計
MODBUS/RTU ※一部 ＣｏｍｐｏＷａｙ／Ｆ対応
１：Ｎ通信
半二重方式
1,200～38,400bps
31台（本機含まず）
500m（総線長）※使用ケーブル、通信速度等、使用環境による。

【お問合せ先】
国内営業部 国内営業課
TEL：03-5433-3622 FAX：03-3410-2611
Email:recorder@sekonic.co.jp