環境分析機器・食品検査機器

科学機器カタログ

CATALOG

環境分析機器・食品検査機器

CONTENTS

水質分析前処理用各種 蒸留装置シリーズ… ………………………… 2

1 蒸留装置
回転式小型蒸留装置…………………………………………………… 4
シアン / ふっ素 / アンモニア / フェノール兼用型蒸留装置……… 6
ふっ素蒸留装置………………………………………………… 9
シアン / アンモニア / フェノール兼用型蒸留装置… ……… 11
シアン蒸留装置……………………………………………… 12
アンモニア / フェノール蒸留装置………………………… 13
ホルムアルデヒド蒸留装置………………………………… 14
水銀定量用分解装置………………………………………… 15
食品添加物分析用

水蒸気蒸留装置… ……………………… 16

2 蒸留装置周辺器具
蒸留装置用ガラス器具専用ブラシ一式セット…………… 17
エコヒート ®… ……………………………………………… 18
クランプ・ムッフ…………………………………………… 18

3 恒温水槽COD 測定用バス… ……………………………………………… 19

4 シェーカーエルビス……………………………………………………… 20

5 周辺器具
そるべん缶 ®… ……………………………………………… 22
カンラック…………………………………………………… 23
フラスコン…………………………………………………… 24

6 放射線量計測用容器
MAXAM ® マリネリ容器…………………………………… 25
MAXAM ® マリネリ容器 線源用… ……………………… 25
MAXAM ® マリネリパウチ………………………………… 26

発注記号索引………………………………………………… 27

水質分析前処理用各種 蒸 留装 置
JIS K 0102《工場排水試験方法》に準拠
工場排水の他、河川、湖沼、海洋などの水質基準の各項目ごとに対応した機種を取り揃えています。

便利な自動温度調節方式

マントルヒーターの着脱が簡単・確実

自動温度調節方式モデルは、あらかじめ設定した温度でマントルヒーター（電気ヒーター・ブロック ) は、取り省工ネ・省力化を達成できます。

ヒーター切れなどの修理の際は、マントルヒーター部分

正確に蒸留でき、目的成分の回収率の向上を計りつつ、※該当機種：P-341ELC, P-521ELC

付け台座から 1/4 回転させて簡単・確実に着脱できます。
だけを外して当社へお渡しください。スペアのマントルヒーターと交換すれば、蒸留作業を休止することなくご継続いただけます。

熱源は電気をご用意

その他、使い勝手の良さの数々

電気ヒーターは 100V と 200V をご選択のうえ、電源● 設置場所の状況に合わせて、給水用と排水用の配管

プラグの形状をご指定ください。

は左右どちら側にでも接続できます。

● 水蒸気蒸留を行う場合は、テフ口ンコックを開閉して、簡単に蒸気を導入・遮断できます。

● ガラス器具を固定するクランプ、ムッフ、ジョイン

卜挟みなどは、使い勝手が良好でスムースに位置を調節できます。

シリーズ

1960 年代の公害分析からスタートして 50 年以上。
長年の経験と多数の納入実績に基づき、実用に即して改良を重ねたロングセラー機群です！

ガラス器具の特長● 練達の職人によるガラス器具類は、まさに高度な手工芸作品と呼ぶべき仕上がりです。
● ガラス器具同士を接続するテーパージョイン卜は、精密研磨を施した「透明摺り合わせ」仕上げのため、研磨面の凹凸が極小で異物が残留しにくく、コンタミネーションを嫌う超微量分析に適します。

● ガラス素材は硬質ガラスを使用し、丁寧・頑丈に細工してありますので反復洗浄など、ハードな取り扱いに耐えられます。

● テフ口ン ® 製のコックや温度計ホルダーの他、ガラス器具の可動部にボールジョイントを多用してあるため、器具を安全・確実に組み上げたり着脱したりできます。

※テフロンはデュポン社の登録商標です。

【蒸留装置用】のステンレス製ヒーター

蒸留装置にエコヒート®

エコヒートとは？
当社蒸留装置向けに新たに開発されたヒーターです。一体構造のステンレス製フラスコ受け & ヒーターカバーの中に専用設計の高効率マントルヒーターを収納しています。

万全の液こぼれ対策● 従来機では、こぼれた水や薬液の浸透等でヒーター内部のニ
クロム線が断線して使用できなくなり、修理する必要がありました。

● エコヒートではこの点を改良し、フラスコ受けをステンレス製とし、さらにヒーターカバーとの一体構造としました。

● その結果、水や薬液がこぼれても内部への浸透が阻止できるため、ヒーターへの影響を受けません。拭き取り、洗浄も行
いやすくなっています。

フラスコ内を集中加熱

従来ヒーターと交換可能● これまでお使いの従来機種 ※ のヒーターとの互換性があります。

● ヒーターは蒸留装置架台の取り付け台座から着脱できるため、簡単に従来のヒーターからエコヒートに交換できます。

※ 架台に貼付されている７桁の製造番号が 130616M 〜 23 ○○○○ Mに該当する機種。

マン

張り
トルヒ
ータ ーを 裏オールステンレスの一体構造ヒーター

1

蒸留装置

回転式小型蒸留装置 ※特許申請中

SGN-1280

特長

ガラス器具セット例● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 操作しやすい回転式です。操作部・ヒーター部が 270°回転します。

各ヒーターの設定、ガラス器具の取り外しを正面から行うことができます。

● 各ヒーターは個別に出力調整が可能です。

複数の項目（シアン / ふっ素 / アンモニア / フェノール）を同時に蒸留することができます。

● １台でシアン、ふっ素、アンモニア、フェノールの蒸留が行えます。
● ふっ素の場合、任意の蒸留温度に自動で調節できます。

● 水蒸気発生チューブから試料側チューブへの上記の導入・遮断はテフロンコックにて簡単に切り替えできます。

● 一般的なドラフト内に設置することが可能です。

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)電源仕様

価格（円 / 税別）

SGN-1280

回転式小型蒸留装置

W440 × D440 × H530

AC100V/12A

オープン価格

ガラス器具をセットした場合の外寸（mm)4

単蒸留用ガラス部一式セット

W440 × D440 × H680

水蒸気蒸留用ガラス部一式セット

W440 × D440 × H730

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置

1

単蒸留用ガラス部一式セット
特長● 単蒸留（シアン / アンモニア / フェノール）用のガラス器具です。

● 注入ロートより試薬の追加ができます。

● 従来のガラス器具より簡略化され、洗浄しやすくなりました。

ガラス器具構成
図番

発注記号

品名

D

SGN-1280-D

試料側チューブ仕様

価格（円 / 税別）

E

SGN-1280-E

連結管17,300H

SGN-1280-H

L 字連結管

9,900

ISGN-1280-I

冷却管12,400J

SGN-1280-J

ストレート連結管

4,300

70mL

K

SGN-1280-K

注入ロート

L

SGN-1280-L

おさえバネ

SGN-1280-10

ガラス部一式セット

9,400
K
29
25

13,70012 ボール用（3 箇所）

E

H
L

29
25

L

600
68,000

D
I

L

J

K

水蒸気蒸留用ガラス部一式セット

29
25

E

H
L

特長

● ふっ素蒸留用のガラス器具です。

G● 試料側への蒸気の導入は手動で行います。

F
L

I

蒸気の導入・遮断は三方コックによって簡単に切り替えでき

H

B

C

29
25

A

D
I

J

ガラス器具構成
図番

L

29
25

L

● 従来のガラス器具より簡略化され、洗浄しやすくなりました。

15 D
25

E

L L

ます。

29
25

L

L

実測温度
設定温度

発注記号

品名

仕様

価格（円 / 税別）

A

SGN-1280-A

水蒸気発生側チューブ

110mL

9,400

B

SGN-1280-B

三方コック

L 字穴

27,100C

SGN-1280-C

コの字管

D

SGN-1280-D

試料側チューブE

SGN-1280-E

連結管17,300F

SGN-1280-F

蒸気導入管14,800G

SGN-1280-G

熱電対投入管

5,000

J

温度調節器

10,700
70mL

G

9,400

H

SGN-1280-H

L 字連結管

9,900

ISGN-1280-I

冷却管12,400J

SGN-1280-J

ストレート連結管

L

SGN-1280-L

おさえバネ

M

SGN-1280-M

熱電対

12,000

SGN-1280-20

ガラス部一式セット

122,000

F
L
H
L L

L

15
25

C

29
25

B

E

29
25

D

A

I

4,300
12 ボール用（5 箇所）

600※ 熱電対はガラス部一式セットに含まれません。

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

L

実測温度
設定温度

J

温度調節器

www.sugiyama-gen.co.jp
5

1

蒸留装置

シアン/ふっ素/アンモニア/フェノール兼用型蒸留装置
チラー内蔵型 自動温度調節機能付き電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。
● 1 台でシアン、ふっ素、アンモニア、フェノールの蒸留が行えます。
● ふっ素の場合、蒸留温度 145℃に自動で温度を調節します。
蒸留工程の省力化 ･ 短縮化と、回収率の向上を同時に達成できます。
● 水蒸気発生フラスコから蒸留フラスコへの蒸気の導入・遮断は、テフロンコックによって簡単に切り替えできます。例えば、ふっ素の場合、140℃になるまで遮断し、140℃になった時点で導入できます。
● 肉厚ガラス、取り外し部分へのボールジョイントの採用など、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。
● マントルヒーターの取り外し、取り付けは、工具なしで簡単に行えます。
● 冷却水循環装置（チラー）を架台の下に配置しました。冷却水
循環装置を後付けするよりも省スペースになります。
● 冷却水循環用のポンプは各連に付属しています。各冷却器に直接冷却水を送り、蒸気を効率よく冷却します。
● 水蒸気発生フラスコに側管から給水することができます。ガラ
ス器具を外す手間がなくなり、給水が簡単になりました。
● 給水用の水タンクと台車が付属しています。給水用の水の運搬も簡単にできます。
発注記号

仕様

EHP-521-4CH

品名

架台寸法（mm)

EHP-521-4CH

外寸（mm)

電源仕様 ※ご発注時に指定 価格（円/税別）

4 連式セット W875 × D690 × H1,000 W1,125 × D710 × H1,490

本体側
AC100V/36A, 200V/18A
オープン価格冷却水循環装置側
AC100V/20A, 200V/10A● ５連式セット、６連式セットについては別途お見積りいたします。

● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

ガラス器具構成
図番

発注記号

A

P-521-ACH

水蒸気発生フラスコ（側管付） 1,000mL

品名仕様

16,000B

P-521-B

連結導入管18,100E

P-521-E

注入ロート

13,600H

P-521-H

トラップ球

14,600I

P-521-I

リービッヒ冷却器

短管型（2 箇所）E

価格（円 / 税別）

300mm

14,6008,000

JP-521-J

逆流止め

約 50mLK

P-521-K

おさえバネ

18 ボール用（6 箇所）

800

L

P-521-L

温度計 200℃

テフロン製ホルダー付

6,300

O

P-521-O

突沸防止管

10,000P

P-521-P

トラップ P

20,400Q

P-521-Q

連結コック（短型）

19,400R

P-521-R

熱電対

10,000S

P-521-S

熱電対投入管テフロン製ホルダー付

3,900

T

P-521-T

蒸留フラスコ

500mL（3 口）

18,900U

P-521-U

枝付連結管（ボールジョイント付き）

P-521-10CH

ガラス部一式セット

O
P
19
28

K

H

U

K

K

B

29
42
15
25

19
28

19
28

B

11,000
おさえバネ６個含む

Q K

K

R

A

S

15
25

T
実測温度
設定温度
温度調節器

29
42

L
I
15
25

K

J

197,000※ 熱電対は構成に含まれません。

6

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置

1

シアン/ふっ素/アンモニア/フェノール兼用型蒸留装置
自動温度調節機能付き電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 1 台でシアン、ふっ素、アンモニア、フェノールの蒸留が行えます。

● ふっ素の場合、蒸留温度 145℃に自動で温度を調節します。蒸留工程の省力化 ･ 短縮化と、回収率の向上を同時に達成できます。

● 水蒸気発生フラスコから蒸留フラスコへの蒸気の導入・遮断は、テフロンコックによって簡単に切り替えできます。例えば、ふっ素の場合、140℃になるまで遮断し、140℃になった時点で導入できます。
● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラス、取り外し部分へのボールジョイ

EHP-521-1ELC

EHP-521-6ELCントの採用など、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。

● マントルヒーターの取り外し、取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

仕様

発注記号

品名

EHP-521-1ELC

単式セット

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様

EHP-521-2ELC

2 連式セット W455 × D650 × H1,100 W455 × D690 × H1,490 単相 AC100V/18A, 200V/ 9A

EHP-521-3ELC

3 連式セット W665 × D650 × H1,100 W665 × D690 × H1,490 単相 AC100V/27A, 200V/13.5A

EHP-521-4ELC

4 連式セット W875 × D650 × H1,100 W875 × D690 × H1,490 単相 AC100V/36A, 200V/18A

EHP-521-5ELC

5 連式セット W1,085 × D650 × H1,100 W1,085 × D690 × H1,490 単相 AC100V/45A, 200V/22.5A

EHP-521-6ELC

6 連式セット W1,295 × D650 × H1,100 W1,295 × D690 × H1,490 単相 AC100V/54A, 200V/27A※ご発注時に指定価格（円/税別）

W320 × D470 × H1,040 W320 × D690 × H1,450 単相 AC100V/ 9A, 200V/4.5A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番 発注記号品名仕様

価格（円 / 税別）

A

P-521-A

水蒸気発生フラスコ

1,000mL

10,300B

P-521-B

連結導入管

短管型（2 箇所）

18,100E

P-521-E

注入ロート

E
O

13,600H

P-521-H

トラップ球I

P-521-I

リービッヒ冷却器

300mm

14,60014,600J

P-521-J

逆流止め

約 50mL

8,000

KP-521-K

おさえバネ

18 ボール用（6 箇所）

800

L

P-521-L

温度計 200℃

テフロン製ホルダー付

6,300

O

P-521-O

突沸防止管

10,000P

P-521-P

トラップ P

20,400Q

P-521-Q

連結コック（短型）

19,400R

P-521-R

熱電対

10,000S

P-521-S

熱電対投入管テフロン製ホルダー付

3,900

T

P-521-T

蒸留フラスコ

500mL（3 口）

18,900U

P-521-U

枝付連結管（ボールジョイント付き）

P-521-10

ガラス部一式セット

おさえバネ６個含む

191,000

11,000

P
19
28

Q K

K

K

19
28

H

U

K

19
28

K

B

B

29
42

R

A

S

15
25

T
実測温度
設定温度
温度調節器

29
42

L
I
15
25

K

J

※ 熱電対は構成に含まれません。

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
7

1

蒸留装置

シアン/ふっ素/アンモニア/フェノール兼用型蒸留装置
電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 1 台でシアン、ふっ素、アンモニア、フェノールの蒸留が行えます。

● 水蒸気発生フラスコから蒸留フラスコへの蒸気の導入・遮断は、テフロンコックによって簡単に切り替えできます。
例えば、ふっ素の場合、140℃になるまで遮断し、140℃になった時点で導入できます。

● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラス、取り外し部分へのボールジョイントの採用な
ど、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。

● マントルヒーターの取り外し、取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

仕様

発注記号

EHP-521-6EL

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様※ご発注時に指定

EHP-521-1EL 単式セット

W320 × D470 × H1,040

W320 × D690 × H1,450 単相 AC100V/ 9A, 200V/4.5A

EHP-521-2EL 2 連式セット

W455 × D650 × H1,100

W455 × D690 × H1,490 単相 AC100V/18A, 200V/ 9A

EHP-521-3EL 3 連式セット

W665 × D650 × H1,100

W665 × D690 × H1,490 単相 AC100V/27A, 200V/13.5A

EHP-521-4EL 4 連式セット

W875 × D650 × H1,100

W875 × D690 × H1,490 単相 AC100V/36A, 200V/18A

価格（円/税別）

オープン価格

EHP-521-5EL 5 連式セット W1,085 × D650 × H1,100 W1,085 × D690 × H1,490 単相 AC100V/45A, 200V/22.5A
EHP-521-6EL 6 連式セット W1,295 × D650 × H1,100 W1,295 × D690 × H1,490 単相 AC100V/54A, 200V/27A● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
仕様

発注記号

価格（円）

A

P-521-A

水蒸気発生フラスコ

1,000mL

B

P-521-B

連結導入管

短管型（2 箇所）C

P-521-C

突沸防止管

E

P-521-E

注入ロート

G

P-521-G

蒸留フラスコH

P-521-H

トラップ球I

P-521-I

リービッヒ冷却器

300mm

14,600J

P-521-J

逆流止め

約 50mL

8,000

KP-521-K

おさえバネ

18 ボール用（6 箇所）

L

P-521-L

温度計 200℃

テフロン製ホルダー付

P

P-521-P

トラップ P

20,400Q

P-521-Q

連結コック（短型）

19,400U

P-521-U

枝付連結管（ボールジョイント付き）

11,000P-521-00C ガラス部一式セット仕様

価格（円 / 税別）
18,10010,00013,600500mL（2 口）

14,60014,600

おさえバネ６個含む

E

10,300

800
6,300

C
19
28

B

29
42

A

P
K

K

Q K
U

19
28

B

19
28

H
K

29
42

G

K
L
I

15
25

K

183,000

J8

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置

1

ふっ素蒸留装置
自動温度調節機能付き電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 蒸留温度 145℃に自動で温度を調節します。
蒸留工程の省力化 ･ 短縮化と、回収率の向上を同時に達成できます。

● 水蒸気発生フラスコから蒸留フラスコへの蒸気導入・遮断は、テフロンコックによって簡単に切り替えできます。140℃になるまで遮断し、140℃になった時点で導入できます。

● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラス、取り外し部分へのボールジョイ

ントの採用など、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。

EHP-341-1ELC

EHP-341-6ELC● マントルヒーターの取り外し、取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様 ※ご発注時に指定 価格（円/税別）

EHP-341-1ELC 単式セット

W320 × D470 × H1,040

W320 × D690 × H1,450 単相 AC100V/ 9A, 200V/4.5A

EHP-341-2ELC 2 連式セット

W455 × D650 × H1,100

W455 × D690 × H1,490 単相 AC100V/18A, 200V/ 9A

EHP-341-3ELC 3 連式セット

W665 × D650 × H1,100

W665 × D690 × H1,490 単相 AC100V/27A, 200V/13.5A

EHP-341-4ELC 4 連式セット

W875 × D650 × H1,100

W875 × D690 × H1,490 単相 AC100V/36A, 200V/18A

オープン価格

EHP-341-5ELC 5 連式セット W1,085 × D650 × H1,100 W1,085 × D690 × H1,490 単相 AC100V/45A, 200V/22.5A
EHP-341-6ELC 6 連式セット W1,295 × D650 × H1,100 W1,295 × D690 × H1,490 単相 AC100V/54A, 200V/27A● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成仕様 発注記号品名仕様

価格（円 / 税別）

A

P-341-A

水蒸気発生フラスコ

1,000mL

10,300B

P-341-B

連結導入管

短管型

18,100F

P-341-F

連結導入管

長管型

18,100H

P-341-H

温度計 200℃

テフロン製ホルダー付

6,300

I

P-341-I

トラップ球J

P-341-J

リービッヒ冷却器

K

P-341-K

L

O
L

14,600

19
28

300mm

14,600B

逆流止め

約 50mL

8,000

P-341-L

おさえバネ

18 ボール用（6 箇所）

29
42

800

N

P-341-N

ジョイント

9,000

O

P-341-O

突沸防止管

10,000P

P-341-P

トラップ P

20,400Q

P-341-Q

連結コック（長型）

19,400R

P-341-R

熱電対

S

P-341-S

熱電対投入管テフロン製ホルダー付

3,900

T

P-341-T

蒸留フラスコ

500mL（3 口）

18,900P-341-10

ガラス部一式セット

おさえバネ６個含む

176,000

10,000

Q
P
L

F

S

15
25

T
実測温度
設定温度

L

L

28

R

A

I

L
N
19

29
42

J

H
15
25

L

K

温度調節器

※ 熱電対は構成に含まれません。

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
9

1

蒸留装置

ふっ素蒸留装置
電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 水蒸気発生フラスコから蒸留フラスコへの蒸気導入・遮断は、テフロンコックによって簡単に切り替えできます。
140℃になるまで遮断し、140℃になった時点で導入できます。

● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラスの使用、取り外し部分へのボールジョイント採用など、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。

● マントルヒーターの取り外し・取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

P-341-6EL

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様※ご発注時に指定 価格（円/税別）

EHP-341-1EL

単式セット

W320 × D470 × H1,040

W320 × D690 × H1,450 単相 AC100V/ 9A, 200V/4.5A

EHP-341-2EL

2 連式セット

W455 × D650 × H1,100

W455 × D690 × H1,490 単相 AC100V/18A, 200V/ 9A

EHP-341-3EL

3 連式セットW665 × D650 × H1,100

W665 × D690 × H1,490 単相 AC100V/27A, 200V/13.5A

EHP-341-4EL

4 連式セットW875 × D650 × H1,100

W875 × D690 × H1,490 単相 AC100V/36A, 200V/18A

EHP-341-5EL

5 連式セット W1,085 × D650 × H1,100 W1,085 × D690 × H1,490 単相 AC100V/45A, 200V/22.5A

EHP-341-6EL

6 連式セット W1,295 × D650 × H1,100 W1,295 × D690 × H1,490 単相 AC100V/54A, 200V/27A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番

品名

仕様

P-341-A

水蒸気発生フラスコ

1,000mL

B

P-341-B

連結導入管

短管型

C

P-341-C

突沸防止管

F

10

発注記号

A

P-341-F

連結導入管価格（円 / 税別）
10,30018,10010,000長管型

18,100G

P-341-G

蒸留フラスコ

500mL

14,600H

P-341-H

温度計 200℃

テフロン製ホルダー付

6,300

I

P-341-I

トラップ球J

P-341-J

リービッヒ冷却器

300mm

14,600K

P-341-K

逆流止め

約 50mL

8,000

L

P-341-L

おさえバネ

18 ボール用（6 箇所）

N

P-341-N

ジョイント

9,000

P

P-341-P

トラップ P

20,400Q

P-341-Q

連結コック（長型）

19,400P-341-00C

ガラス部一式セット

TEL 03-3814-0285

14,600

おさえバネ６個含む

800

168,000

Q

C
19
28

B
29
42

L

P
L

I

L
N
19

L

L

28

F

29
42

J

H

A
G

15
25

L

K

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置

1

シアン/アンモニア/フェノール兼用型蒸留装置
電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 1 台でシアン、アンモニア、フェノールの蒸留が行えます。
● 水蒸気発生フラスコから蒸留フラスコへの蒸気導入・遮断は、テフロンコックによって簡単に切り替えできます。

● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラスの使用、取り外し部分へのボールジョイント採用など、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。

● マントルヒーターの取り外し・取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

EHP-421-6EL

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

EHP-421-1EL

単式セット

W320 × D470 × H1,040

W320 × D690 × H1,450 単相 AC100V/ 9A, 200V/4.5A

外寸（mm)

電源仕様※ご発注時に指定 価格（円/税別）

EHP-421-2EL

2 連式セット

W455 × D650 × H1,100

W455 × D690 × H1,490 単相 AC100V/18A, 200V/ 9A

EHP-421-3EL

3 連式セットW665 × D650 × H1,100

W665 × D690 × H1,490 単相 AC100V/27A, 200V/13.5A

EHP-421-4EL

4 連式セットW875 × D650 × H1,100

W875 × D690 × H1,490 単相 AC100V/36A, 200V/18A

EHP-421-5EL

5 連式セット W1,085 × D650 × H1,100 W1,085 × D690 × H1,490 単相 AC100V/45A, 200V/22.5A

EHP-421-6EL

6 連式セット W1,295 × D650 × H1,100 W1,295 × D690 × H1,490 単相 AC100V/54A, 200V/27A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番

発注記号

A

P-421-A

品名

仕様

水蒸気発生フラスコ

1,000mL
短管型（2 箇所）

10,300B

P-421-B

連結導入管C

P-421-C

突沸防止管

10,000E

P-421-E

注入ロート

13,600G

P-421-G

蒸留フラスコH

P-421-H

トラップ球I

P-421-I

J

E

価格（円 / 税別）
18,100

C
19
28

500mL

8,900
14,600B

リービッヒ冷却器

300mm

14,600P-421-J

逆流止め

約 50mL

8,000

29
42

K

P-421-K

おさえバネ

18 ボール用（6 箇所）

800

P

P-421-P

トラップ P

20,400Q

P-421-Q

連結コック（短型）

19,400U

P-421-U

枝付連結管（ボールジョイント付き）

P-421-00C ガラス部一式セット

11,000
おさえバネ６個含む

A

K

P

K

Q K
U

19
28

19
28

K

H

K

B

29
42

G

I

K

171,000

J

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
11

1

蒸留装置

シアン蒸留装置
電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。

● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラスの使用、取り外し部分へのボールジョイント採用など、壊れにくさには定評があります。

● マントルヒーターの取り外し・取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

EHP-382-6EL

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様※ご発注時に指定 価格（円/税別）

EHP-382-1EL

単式セット

W320 × D250 × H1,040

W320 × D450 × H1,230 単相 AC100V/ 5A, 200V/2.5A

EHP-382-2EL

2 連式セット

W455 × D430 × H1,100

W455 × D450 × H1,270 単相 AC100V/10A, 200V/ 5A

EHP-382-3EL

3 連式セットW665 × D430 × H1,100

W665 × D450 × H1,270 単相 AC100V/15A, 200V/7.5A

EHP-382-4EL

4 連式セットW875 × D430 × H1,100

W875 × D450 × H1,270 単相 AC100V/20A, 200V/10A

EHP-382-5EL

5 連式セット W1,085 × D430 × H1,100 W1,085 × D450 × H1,270 単相 AC100V/25A, 200V/12.5A

EHP-382-6EL

6 連式セット W1,295 × D430 × H1,100 W1,295 × D450 × H1,270 単相 AC100V/30A, 200V/15A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番

発注記号

品名

A

P-382-A

蒸留フラスコ

1,000mL仕様
短管型

価格（円 / 税別）
10,300B

P-382-B

連結導入管C

P-382-C

注入ロート

13,600D

P-382-D

トラップ球14,600C

18,100E

P-382-E

リービッヒ冷却器

300mm

14,600F

P-382-F

逆流止め

約 50mL

8,000

GP-382-G

おさえバネ

18 ボール用（3 箇所）

P-382-00

ガラス部一式セット

おさえバネ 3 個含む

800
81,600

D
19
28

G

G

B

29
42

A

E

G
F

12

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置

1

アンモニア/フェノール蒸留装置
電気式
特長● JIS K 0102 の工場排水試験方法に準拠しています。
● 1 台でアンモニア、フェノールの蒸留が行えます。

● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● 肉厚ガラスの使用、取り外し部分へのボールジョイント採用など、組み立てやすさ、壊れにくさには定評があります。

● マントルヒーターの取り外し・取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

EHP-280-6EL

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様 ※ご発注時に指定 価格（円/税別）

EHP-280-1EL

単式セット

W320 × D250 × H1,040

W320 × D450 × H1,230 単相 AC100V/ 4A, 200V/2A

EHP-280-2EL

2 連式セット

W455 × D430 × H1,100

W455 × D450 × H1,270 単相 AC100V/8A, 200V/ 4A

EHP-280-3EL

3 連式セットW665 × D430 × H1,100

W665 × D450 × H1,270 単相 AC100V/12A, 200V/6A

EHP-280-4EL

4 連式セットW875 × D430 × H1,100

W875 × D450 × H1,270 単相 AC100V/16A, 200V/8A

EHP-280-5EL

5 連式セット W1,085 × D430 × H1,100 W1,085 × D450 × H1,270 単相 AC100V/20A, 200V/10A

EHP-280-6EL

6 連式セット W1,295 × D430 × H1,100 W1,295 × D450 × H1,270 単相 AC100V/24A, 200V/12A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番

発注記号

品名

A

P-280-A

蒸留フラスコ

500mL

仕様
短管型

価格（円 / 税別）
8,900

B

P-280-B

連結導入管C

P-280-C

注入ロート

13,600D

P-280-D

トラップ球14,600DC18,100E

P-280-E

リービッヒ冷却器

300mm

14,600F

P-280-F

逆流止め

約 50mL

8,000

GP-280-G

おさえバネ

18 ボール用（3 箇所）

800

P-280-00

ガラス部一式セット

おさえバネ３個含む

80,200

19
28

G

G

B
29
42

E

A

G
F

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
13

1

蒸留装置

ホルムアルデヒド蒸留装置
電気式
特長● JIS K 0125 に準拠した蒸留を行うことができます。

● ホルムアルデヒドは接着剤、塗料、防腐剤などの成分であり、樹脂の原料としても使用されています。また、ホルム
アルデヒドは河川水の塩素処理・オゾン処理によっても生じることがあります。

● このホルムアルデヒドは、低濃度でも人体に悪影響を及ぼす、発ガン性のある有毒物質です。厚生労働省は平成 16
年に水道法を改正し、ホルムアルデヒドの水道水質基準値
を追加しました。

基準値：0.08 mg / L 以下

● この基準値は低濃度であり、またホルムアルデヒドの測定方法であるアセチルアセトン吸光光度法は妨害物質の影響を受けやすいため、あらかじめ蒸留してホルムアルデヒド

P-69-6ELの分離を行う必要があります。

仕様

架台寸法（mm)

外寸（mm)

EHP-69-1EL 単式セット

発注記号

品名

W320 × D250 × H1,040

W320 × D450 × H1,230

電源仕様 ※ご発注時に指定 価格（円/税別）
単相 AC100V/ 4A, 200V/2A

EHP-69-2EL 2 連式セット

W455 × D430 × H1,100

W455 × D450 × H1,270

単相 AC100V/8A, 200V/ 4A

EHP-69-3EL 3 連式セット

W665 × D430 × H1,100

W665 × D450 × H1,270

単相 AC100V/12A, 200V/6A

EHP-69-4EL 4 連式セット

W875 × D430 × H1,100

W875 × D450 × H1,270

単相 AC100V/16A, 200V/8A

EHP-69-5EL 5 連式セット W1,085 × D430 × H1,100 W1,085 × D450 × H1,270

単相 AC100V/20A, 200V/10A

EHP-69-6EL 6 連式セット W1,295 × D430 × H1,100 W1,295 × D450 × H1,270

単相 AC100V/24A, 200V/12A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番

発注記号

A

P-69-A1

品名仕様

蒸留フラスコ

500mL
短管型

価格（円 / 税別）
8,900

B

P-69-B

連結導入管

C

P-69-C

注入ロート

13,600D

P-69-Dトラップ球14,600E

P-69-E

蛇管冷却器

300mm

17,600F

P-69-F

逆流止め

約 50mL

8,000

GP-69-G

おさえバネ

18 ボール用（３箇所）

P-69-01

ガラス部一式セット

おさえバネ３個含む

DC

18,100800
83,200※ 大容量サンプル向けに 500mL の蒸留フラスコを標準仕様としています。

19
28

G

G

B
29
42

E

A
G
F

14

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置

1

水銀定量用分解装置
電気式
特長● 給・排水管は、設置場所に応じて左右どちら側にでも配管できます。

● マントルヒーターの取り外し・取り付けは、工具なしで簡単に行えます。

EHP-01-6EL

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様 ※ご発注時に指定

EHP-01-1EL 単式セット

W250 × D350 × H1,040

W250 × D350 × H1,150 単相 AC100V/ 4A, 200V/2A

EHP-01-2EL 2 連式セット

W470 × D350 × H1,040

W470 × D350 × H1,150 単相 AC100V/8A, 200V/ 4A

EHP-01-3EL 3 連式セット

W680 × D350 × H1,040

W680 × D350 × H1,150 単相 AC100V/12A, 200V/ 6A

EHP-01-4EL 4 連式セット

W890 × D350 × H1,040

W890 × D350 × H1,150 単相 AC100V/16A, 200V/8A

価格（円 / 税別）

オープン価格

EHP-01-5EL 5 連式セット W1,100 × D350 × H1,040 W1,100 × D350 × H1,150 単相 AC100V/20A, 200V/10A
EHP-01-6EL 6 連式セット W1,310 × D350 × H1,040 W1,310 × D350 × H1,150 単相 AC100V/24A, 200V/12A● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

ガラス器具構成
図番

発注記号

品名

仕様

価格（円/税別）

A

P-01-A

２口フラスコ

500mL

14,600B

P-01-B2

濃縮管

300mL 29/42-29/42

44,200C

P-01-C

滴下ロート

100mL

44,000D

P-01-D

ジムロート冷却器

全長 300mm

26,100E

P-01-F

吸引栓

15/25

P-01-00B2

ガラス部一式セット

15
25

E

D

5,000
29
42

133,500

15

B

25

C

29
42

15

25

A

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
15

1

蒸留装置

食品添加物分析用 水蒸気蒸留装置
電気式
特長● 本蒸留装置を使用すれば、食品添加物分析法（2000）に準拠した蒸留を行うことができます。

● ヒーターの着脱が簡単・確実に行えます。

● ガラス接続部はボールジョイントを使用しているため、割れにくく安全です。

● 架台は錆びにくいステンレス製です。

● 対象となる食品添加物は次のとおりです。
・安息香酸 / 安息香酸ナトリウム・ソルビン酸 / ソルビン酸カリウム・デヒドロ酢酸ナトリウム・パラオキシ安息香酸エステル類

P-12-6EL

仕様

発注記号

品名

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様※ご発注時に指定 価格（円/税別）

P-12-1EL

単式セット

W320 × D470 × H1,040

W320 × D690 × H1,450

単相 AC100V/10A, 200V/ 5A

P-12-2EL2 連式セット

W455 × D650 × H1,100

W455 × D690 × H1,490

単相 AC100V/20A, 200V/10A

P-12-3EL3 連式セットW665 × D650 × H1,100

W665 × D690 × H1,490

単相 AC100V/30A, 200V/15A

P-12-4EL4 連式セットW875 × D650 × H1,100

W875 × D690 × H1,490

単相 AC100V/40A, 200V/20A

P-12-5EL

5 連式セット W1,085 × D650 × H1,100

W1,085 × D690 × H1,490

単相 AC100V/50A, 200V/25A

P-12-6EL

6 連式セット W1,295 × D650 × H1,100

W1,295 × D690 × H1,490

単相 AC100V/60A, 200V/30A

オープン価格● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。
● ガラス器具一式もセットに含みます。

● 単式には受け器を載せる受け皿は付属していません。

ガラス器具構成
図番

発注記号

品名

A

P-12-A

水蒸気発生フラスコ

1,000mL仕様

価格（円 / 税別）
10,300B

P-12-B

連結導入管

短管型

18,100C

P-12-C

突沸防止管

DP-12-D

連結導入管

短管型

18,100E

P-12-E

二重型冷却器300mm

55,00010,000

500mL

8,900

F

P-12-F

蒸気導入管

G

P-12-G

蒸留フラスコ

9,000

H

P-12-H

トラップ球J

P-12-J

逆流止め

50mL

K

P-12-K

おさえバネ

18 ボール用（5 箇所）

P-12-00

ガラス部一式セット

おさえバネ５個含む

14,600
8,000
800

F

C
K
19
28

B
29
42

A

K

H
K

K

D
29
42

E

G

156,000※写真中のメスシリンダーはセットには含まれません。

K

J

16

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

蒸留装置周辺器具

2

蒸留装置用ガラス器具 専用ブラシ一式セット特長● スギヤマゲン製の蒸留装置用ガラス器具の形状に合わせた 4 種類のブラシです。

● 専用ブラシが各ガラス器具にフィットし、これまでブラシが届きづらかった部分の汚れもしっかり洗浄できます。

仕様

発注記号

P-00BR

品名

セット内容

価格（円／税別）

一式セット

・トラップ球用ブラシ
・逆流止め用ブラシ・フラスコ用ブラシ・トラップ球・枝管用ブラシ
  （W エンド型）

5,800

トラップ球用ブラシ

特長
仕様● トラップ球にすっぽり入ります。
● 連結導入管の洗浄にも使用できます。
発注記号

価格（円/税別）

P-00BR-1

960

フラスコ用ブラシ特長
仕様

逆流止め用ブラシ特長
仕様● 毛幅にテーパーがついています。
● フラスコの側管部の洗浄にも対応します。
発注記号

価格（円/税別）

P-00BR-2

840

トラップ球・枝管用ブラシ（Wエンド型）● 蒸留フラスコに特化したブラシです。
● 隅々までブラシが届きます。
発注記号

価格（円/税別）

P-00BR-3

1,360

特長

仕様

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

● トラップ球のクランクにも対応します。
● W エンド仕様で複数のガラス管の径に対応します。
● スプリング仕様の柄は使用後、元に戻ります。
● リービッヒ冷却器の中管にも対応します。
発注記号

価格（円/税別）

P-00BR-4

2,800

www.sugiyama-gen.co.jp
17

2

蒸留装置周辺器具

エコヒート®
蒸留装置用の一体構造ステンレス製ヒーター
特長● 当社の蒸留装置向けに開発されたヒーターです。一体構造のス

テンレス製フラスコ受け＆ヒーターカバーの中に専用設計の高効率マントルヒーターが収納されています。

● 従来機では、こぼれた水や薬液の浸透などでヒーター内部のニ

クロム線が断線して使用できなくなり、修理が必要になることがありました。

● エコヒートではこの点を改良し、フラスコ受けをステンレス製に、さらにヒーターカバーとの一体構造としました。

● その結果、水や薬液がこぼれても内部への浸透が阻止できるため、ヒーターが影響を受けません。拭き取りや洗浄もしやすくなりました。

● これまでお使いの従来機種※のヒーターとの互換性があります。
● ヒーターは蒸留装置架台の取り付け台座から簡単・確実に着脱できるため、従来ヒーターからエコヒートへの交換が可能です。

※架台に貼付されている７桁の製造番号が 130616M 〜 23 ○○○○ M に該当する機種。

仕様

品名

仕様

価格（円／税別）

P-00EH-500

発注記号

エコヒート   500mL 用

400W ／ 100V または 200V

46,000P-00EH-1000

エコヒート 1000mL 用

500W ／ 100V または 200V

46,000

クランプ・ムッフ
仕様

18

発注記号

品名

仕様

P-00C01

クランプ

小・長柄

1,500

P-00C02

クランプ

大

1,500

P-00C

クランプ

小

1,500

P-00M

ムッフ

TEL 03-3814-0285

価格（円 / 税別）  500

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

恒温水槽

3

COD測定用バス
電気式
特長● 希望する温度にダイヤルをセットするだけで、精度の高い温度コントロールができます。恒温槽としても使用可能です。

● 高出力のパイプヒーターで、迅速に沸騰状態に達します。

● 空焚き防止のため、断水等による低水位状態（40mm 以下）になるとブザーでお知らせします。

● 厚さ 5mm のステンレス製カバーによって、フラスコが浮き上がったり、横に倒れたりしません。

COD-8ELS

仕様

発注記号

品名

COD-8ELS

8 連式セット

架台寸法（mm)

外寸（mm)

電源仕様 ※ご発注時にご指定ください。 価格（円 / 税別）

W620 × D360 × H410 W620 × D360 × H580 単相 100V/20A, 200V/10A

COD-12ELS 12 連式セット W620 × D480 × H410 W620 × D480 × H580 単相 100V/31A, 200V/15.5A

オープン価格COD-15ELS 15 連式セット W740 × D480 × H410 W740 × D480 × H580 単相 100V/36A, 200V/18A● セットでお求めの場合、浮上防止リングセットが付属しています。

● 電気容量や電源プラグの形状等、ご注文の際にあらかじめご相談ください。

COD測定用バス用パーツ
仕様

発注記号

品名

COD-02 蒸発皿受け皿

寸法（mm)
外寸φ107価格（円 / 税別）

内寸φ60

COD-05 浮上防止リングセット 外寸φ110

2,200
9,000
COD-02価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

COD-05www.sugiyama-gen.co.jp
19

4

シェーカー

エルビス
独自の振とう方式によるロングセラー機
特長● 一次元の往復運動ではなく、弧を描く往復運動を特長とするスギヤマゲン独自の振とう方式により、極めて高い振とう効果を発揮するロングセラー機です。

● 専用のホルダーを台形の本体の天面または両側面に取り付けることによって、小型ながら多数のサンプルの振とうが可能です。

● 分液ロートホルダー EL-01 を使用すると、250mL 以下の分液ロートなら 10 本、300mL、500mL または 1L のスキーブ型分液ロートなら 6 本を一度に振とうできます。

● 試験管台ホルダー EL-1T を使用すると、試験管、遠沈管は試験管立てに入れたままの状態で振とうできます。

仕様

発注記号

品名

タイマー

回転数 (rpm）

本体寸法 (mm)

重量（kg）

電源仕様

EL

エルビス

フルスケール 60 分連続運転可

25 〜 250

W600 × D400 × H380

約 48

100V/3A

常用最大荷重（kg）
10（ホルダー含む）

価格（円 /税別）
380,000● 分液ロートホルダーは別売になります。

20

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

シェーカー4

チューブラックホルダー
特長● 試験管や遠沈管を、チューブラックに入れたままの状態で、まるごと脱着できる便利なホルダーです。

● 1 本 1 本脱着する手間を大幅に省けます。まずチューブラッ
クを立てた状態でホルダーに固定し、横に倒して本体天面のホルダーに固定する方式なので、取り付け作業が楽にで
きます。

仕様

発注記号
EL-1T

品名

仕様

チューブラック
W300 × D150 × H200mm 以内
ホルダー

価格（円/税別）
104,000※写真のエルビスシェーカー本体は含まれません。

分液ロートホルダー（100mL～1L用）
特長● 100mL ～ 1L の分液ロート用ホルダーです。
● バネ付き金具で分液ロートを固定します。

● ワンタッチで簡単に本体に取り付け、取り外しができます。

仕様

発注記号

品名

仕様

価格（円/税別）

EL-01

分液ロートホルダー

100mL 〜 1,000mL 用

40,000※写真のエルビスシェーカー本体は含まれません。

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
21

5

周辺器具

そるべん缶 ®
有機溶媒安全保管・小分け容器

PAT・第 3101814 号

ハンドル
注入口
注出口

通気バルブ
（給・排気バルブ）

持ち手

3L（正面）特長

5L（横）10L（裏）● 頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮したステンレス製の有機溶媒保管容器です。

● 開口部（注出口、注入口）はパッキン付きのネジフタで密閉できるため、液体や揮発ガスの漏出を防ぐことができます。

● 開口部のフタはチェーンで本体につなげられているため、紛失の心配がありません。

● ハンドルと持ち手が付いているため、容易に容器を持ち上げて小分け作業ができます。

● フラスコやビーカー、メスシリンダーなどに小分けしやすい、細口の注出管が付いています。
● 通気バルブ（給・排気バルブ）を備えています。

● 1L 用から 10L 用まで、豊富なバリエーションを取り揃えています。

仕様

発注記号

容量

重量

寸 法（mm）
本体

総体

開口部内径

価格（円 / 税別）

SSC-01

  1L

1.0kg

φ 140 × H190

W190 × H260

29,000

SSC-02

  2L

1.2kg

φ 140 × H250

W190 × H320

30,000

SSC-03

  3L

1.5kg

φ 200 × H235

W300 × H320

SSC-05

  5L

1.8kg

φ 200 × H315

W300 × H390

SSC-1010L

2.5kg

φ 200 × H430

W300 × H520

注入口：φ 42
注出口：φ 9.5

31,00033,00039,000● 材質 缶体：SUS-304 t1.0 ／パッキン：テフロングラスシート● 処理 外面：バフ研磨（#300）／内面：酸洗い

22

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

周辺器具

5

カンラック/カンラックS
そるべん缶用溶媒小分けシステム〈ラック〉

カンラック

特長

● 一斗缶を横にした状態で安定させることができます。

仕様

発注記号

商品名

寸 法（mm）

材質

価格（円 / 税別）

CLC-01

カンラック

W290 × D290 × H400

SUS-304

25,500バルブ
そるべん缶用溶媒小分けシステム
エア抜きノズル

エア抜きノズル

272

エア抜弁

SP-40

80
φ50

特長

210

φ16
φ21

151

SP-50

φ50

153

100
φ60

φ16
φ21

210

φ60

272

エア抜弁

● 一斗缶から効率的に小分け作業ができます。

● 飛散せず、手も床も汚さず作業環境が快適です。

● 完全密封式（エア抜きノズル付き）のため、揮発性物質、有害物質でも安全・衛生的です。
● 耐食性、耐久性に優れています。

仕様

発注記号

缶吐出口外径（mm）

SP-40

φ 41

SP-50

φ 48.8材質

O リング材質

SUS-304

PTFE

価格（円 / 税別）
37,00043,000● 一斗缶の仕様により対応できない場合があります。

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp
23

5

周辺器具

フラスコン®
転倒防止安全フラスコホルダー

意匠登録済

FK-100特長

FK-300FK-1000● フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
● 丸フラスコ、ナスフラスコ、ケルダールフラスコなどに適応します。

● ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
● フラスコの容量に応じて 6 種類の大きさの中からお選びください。

フラスコンの場合

従来の場合

仕様

発注記号

寸 法（mm）

適応フラスコ

価格（円 / 税別）

FK-100

内径φ 66 ×内高 53

50mL ～ 100mL

2,000（２個入り）

FK-200内径φ 83 ×内高 72

100mL ～ 200mL

2,200（２個入り）

FK-300

内径φ 96 ×内高 77

200mL ～ 300mL

2,500（２個入り）

FK-500

内径φ 110 ×内高 93

300mL ～ 500mL

2,700（２個入り）

FK-1000

内径φ 139 ×内高 122

500mL ～ 1,000mL

3,100（２個入り）

FK-2000

内径φ 172 ×内高 145

1,000mL ～ 2,000mL

4,400（１個入り）● 材質 SUS-304

24

TEL 03-3814-0285※写真のフラスコは商品に含まれません。

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

放射線量計測用容器

6

MAXAM®マリネリ容器
放射線量測定用容器

MAX-Y07

MAX-Y20

用 途

マリネリパウチを装填後、対象となる試料を入れて放射線量を測定します。

特長● 容量が目視で分かる赤色の水位マーク入りです。
● 蓋付・蓋無が選択できます。

● 蓋付には蓋と本体に一対の標識番号が刻印してあります。

仕様

発注記号

品名

a

寸法（mm）bc

材質

価格（円 / 税別）

MAX-Y07

マリネリ容器0.7L( 蓋付 )

φ 130

H193

H80

アクリル樹脂17,000

MAX-Y20

マリネリ容器2.0L( 蓋付 )

φ 170

H215

H80

アクリル樹脂19,500

MAXAM® マリネリ容器 線源用
放射線量測定器校正用の標準線源専用容器
用 途

放射線量測定器の校正に必要となる標準線源を入れて使用します。

特長● 普段使用している容器と同じ形の容器で標準線源を用意できます。
● シール面の強化と専用の内蓋で密閉度を高めました。

※ マリネリ容器は真円ではないため、内蓋は２種類用意してあります。日本アイソトープ協会
にて標準線源を作製する際に、最適な内蓋を使用します。

仕様

発注記号

品名

a

MAX・active07

寸法（mm）bc

材質

価格（円 / 税別）

MAX・active07

マリネリ容器

0.7L （線源用） φ 130

H193

H80

アクリル樹脂26,000MAX・active20

マリネリ容器2.0L （線源用） φ 170

H215

H80

アクリル樹脂28,000価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

www.sugiyama-gen.co.jp25

6

放射線量計測用容器

MAXAM® マリネリパウチ
放射線量測定用の使い捨てパウチ

マリネリパウチ

マリネリ容器
水位マーク

マリネリ容器への装填イメージ

用 途

マリネリ容器に装填して使用する放射線量測定用の使い捨てパウチです。

特長● マリネリ容器の形状に合わせて、底部がしっかり成形されているため、マリネリ容器に装填後、対象となる試料を入れて使用します。

装填が容易です。

● マリネリ容器との密着度が高く、安定した測定が可能です。

仕様

発注記号

品名

概寸法（mm）

材質

価格（円 / 税別）

MAX-07H5

マリネリパウチ (0.7L 用 )5 枚入

ポリプロピレン樹脂（自然色）

4,400

MAX-07H25

マリネリパウチ (0.7L 用 )25 枚入

φ 120 × H330 ポリプロピレン樹脂（自然色）

19,400

MAX-07H100

マリネリパウチ (0.7L 用 )100 枚入ポリプロピレン樹脂（自然色）

68,700MAX-20H5

マリネリパウチ (2.0L 用 )5 枚入

ポリプロピレン樹脂（自然色）

5,500

MAX-20H25

マリネリパウチ (2.0L 用 )25 枚入

φ 160 × H360 ポリプロピレン樹脂（自然色）

24,200MAX-20H100

マリネリパウチ (2.0L 用 )100 枚入ポリプロピレン樹脂（自然色）

85,800● マリネリパウチには、以下の化学物質は含まれておりません。
・カドミウム及びその化合物
・六価クロム化合物
・鉛及びその化合物

・水銀およびその化合物・ポリ臭化ビフェニル（PBB）類

・ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）類26

TEL 03-3814-0285

価格、仕様については予告なく改定することもあります 。海外での使用は保証対象外です。

発注記号索引
発注記号

ページ

発注記号

ページ

発注記号

ページ

P-01-00B2… …………………………… 15

P-421-A… ……………………………… 11

P-01-A… ………………………………… 15

P-421-B…… ……………………………… 11

CLC-01…………………………………… 23

P-01-B2…… ……………………………… 15

P-421-C… ……………………………… 11

COD -02… ……………………………… 19

P-01-C… ………………………………… 15

P-421-E…… ……………………………… 11

COD -05… ……………………………… 19

P-01-D… ………………………………… 15

P-421-G… ……………………………… 11

COD -ELS………………………………… 19

P-01-F… ………………………………… 15

P-421-H… ……………………………… 11

P-12-00…… ……………………………… 16

P-421-I…………………………………… 11CE

P-12-A… ………………………………… 16

P-421-J…………………………………… 11

EHP-01-EL… …………………………… 15

P-12-B… ………………………………… 16

P-421-K…… ……………………………… 11

EHP-280-EL…… ………………………… 13

P-12-C… ………………………………… 16

P-421-P…… ……………………………… 11

EHP-341-EL……………………………… 10

P-12-D… ………………………………… 16

P-421- Q… ……………………………… 11

EHP-341-ELC… …………………………… 9

P-12-E… ………………………………… 16

P-421-U… ……………………………… 11

EHP-382-EL……………………………… 12

P-12-EL…………………………………… 16

P-521-00C… …………………………… 6, 8

EHP-421-EL……………………………… 11

P-12-F… ………………………………… 16

P-521-10… ………………………………… 7

EHP-521-CH… …………………………… 6

P-12-G… ………………………………… 16

P-521-10CH…… …………………………… 6

EHP-521-EL………………………………… 8

P-12-H… ………………………………… 16

P-521-A…… ……………………………… 7, 8

EHP-521-ELC… …………………………… 7

P-12-J…… ………………………………… 16

P-521-ACH… ……………………………… 6

EHP- 69-EL… …………………………… 14

P-12-K… ………………………………… 16

P-521-B…… ………………………… 6, 7, 8

EL… ……………………………………… 20

P-280-00………………………………… 13

P-521-C… ………………………………… 8

EL-01……………………………………… 21

P-280-A… ……………………………… 13

P-521-E……………………………… 6, 7, 8

EL-1T……………………………………… 21

P-280-B… ……………………………… 13

P-521-G… ………………………………… 8

P-280-C… ……………………………… 13

P-521-H…… ………………………… 6, 7, 8

P-280-D… ……………………………… 13

P-521-I… …………………………… 6, 7, 8

FK-100… ………………………………… 24

P-280-E…… ……………………………… 13

P-521-J……………………………… 6, 7, 8

FK-200… ………………………………… 24

P-280-F…… ……………………………… 13

P-521-K…… ………………………… 6, 7, 8

FK-300…………………………………… 24

P-280-G… ……………………………… 13

P-521-L……………………………… 6, 7, 8

FK-500…………………………………… 24

P-341-00C… …………………………… 10

P-521- O… ……………………………… 6, 7

FK-1000… ……………………………… 24

P-341-10… ………………………………… 9

P-521-P……………………………… 6, 7, 8

FK-2000… ……………………………… 24

P-341-A…… …………………………… 9, 10

P-521- Q… ………………………… 6, 7, 8

P-341-B…… …………………………… 9, 10

P-521-R…………………………………… 6, 7

P-341-C………………………………… 10

P-521-S…………………………………… 6, 7

MAX-07H100…… ……………………… 26

P-341-F………………………………… 9, 10

P-521-T…………………………………… 6, 7

MAX-07H25… ………………………… 26

P-341-G… ……………………………… 10

P-521-U… ………………………… 6, 7, 8

MAX-07H5……………………………… 26

P-341-H…… …………………………… 9, 10

P- 69-01… ……………………………… 14

MAX-20H100…………………………… 26

P-341-I… ……………………………… 9, 10

P- 69-A1… ……………………………… 14

MAX-20H25… ………………………… 26

P-341-J………………………………… 9, 10

P- 69-B… ………………………………… 14

MAX-20H5… …………………………… 26

P-341-K…… …………………………… 9, 10

P- 69-C… ………………………………… 14

MAX-Y07………………………………… 25

P-341-L………………………………… 9, 10

P- 69-D…………………………………… 14

MAX-Y20………………………………… 25

P-341-N… …………………………… 9, 10

P- 69-E… ………………………………… 14

MAX・active07………………………… 25

P-341- O… ………………………………… 9

P- 69-F… ………………………………… 14

MAX・active20………………………… 25

P-341-P………………………………… 9, 10

P- 69-G…………………………………… 14

F

M

P

P-341- Q… …………………………… 9, 10
P-341-R……………………………………… 9S

P-00BR…………………………………… 17

P-341-S……………………………………… 9

SGN-1280… ……………………………… 4

P-00BR-1………………………………… 17

P-341-T……………………………………… 9

SGN-1280-10……………………………… 5

P-00BR-2………………………………… 17

P-382-00………………………………… 12

SGN-1280-20…… ………………………… 5

P-00BR-3………………………………… 17

P-382-A… ……………………………… 12

SGN-1280-A… …………………………… 5

P-00BR-4………………………………… 17

P-382-B…… ……………………………… 12

SGN-1280-B… …………………………… 5

P-00C… ………………………………… 18

P-382-C… ……………………………… 12

SGN-1280-C… …………………………… 5

P-00C01… ……………………………… 18

P-382-D… ……………………………… 12

SGN-1280-D… …………………………… 5

P-00C02… ……………………………… 18

P-382-E…… ……………………………… 12

SGN-1280-E… …………………………… 5

P-00EH-500… ………………………… 18

P-382-F…… ……………………………… 12

SGN-1280-F… …………………………… 5

P-00EH-1000…………………………… 18

P-382-G… ……………………………… 12

SGN-1280-G… …………………………… 5

P-00M… ………………………………… 18

P-421-00C… …………………………… 11

SGN-1280-H… …………………………… 5

27

発注記号

ページ

SGN-1280-I…… …………………………… 5
SGN-1280-J… …………………………… 5
SGN-1280-K… …………………………… 5
SGN-1280-L… …………………………… 5
SGN-1280-M……………………………… 5
SP-40…… ………………………………… 23
SP-50…… ………………………………… 23
SSC-01…………………………………… 22
SSC-02…………………………………… 22
SSC-03…………………………………… 22
SSC-05…………………………………… 22
SSC-10… ………………………………… 22

28

2023.04.1000