環境仕様........................................................... 2等価回路図........................................................... 2
標準圧力範囲...................................................... 3性能仕様 ........................................................... 4
はんだ付け条件................................................... 4
I2C 電気仕様 ....................................................... 5
動作概要........................................................... 6-7

コマンド＆データフォーマット ...................... 7-8
I2C インターフェイス ........................................ 8-10
注文方法............................................................ 11
標準製品番号.................. ............................... 11
製品ラベルガイド ............................................. 12
図面情報
差圧SMT, SML, and SOIC........................ 13-14
ゲージ圧 DIP and SMT .................................. 15
梱包方法............................................................ 16駆動電圧が低いため、 I2C シリアル通信チャンネルへの直接接続だけでなく、広範囲のプロセス制御およに測定システムにセンサを組み込み事が出来ます。
DLCシリーズは16bitのデジタル出力を提供します。 バッテ
リー駆動システムの場合、センサの電力消費量を最低限に抑える為に、センサを大気中に低消費電力モードにする事が出来ます。
これらの校正及び温度補償されたセンサは。4広い温度範囲で性格で安定した出力を提供します。このシリーズは、空気や乾燥したガスなどの非腐食性、非イオン性流体の計測を意図しています。その他のカスタマイズについてはお問合せ下さい。

https://www.allsensors.com/products/dlc-series

推奨圧力チューブ...................... ..................... 16
推奨基板レイアウト............................................ 16

All Sensors				DS-0365 Rev B
Page 1 of 16

Fax：047-489-5940

圧力センサ最大定格 .......................................... 2

電話：047-489-5939

特長および応用分野............................................. 2

コンパクト高精度デジタル出力圧力センサDLCは、All
SensorsのCoBeam2TM テクノロジーに基づいています。
この技術によってセンサパッケージにかかる圧力の影響を低下し、全体的な長期安定性を向上させています。この技術の進歩によりピエゾ抵抗圧力センサの技術水準は、従来のシリコンによるひずみゲージセンサから大幅に進歩しました。 設
計エンジニアは、さまざまなコンパクトなアプリケーションに最適なパフォーマンスで、並外れたスペース節約を実現します。 DLCシリーズのコンパクトなパッケージサイズは7mmx 7mmから始まり、製品ファミリの低コストにより、非常に低価格で大量生産が必要なアプリケーションに最適なソリューションになります。

オールデバイス株式会社

目次

概要

https://all-device.com/

info@all-device.com

DLC - コンパクト高分解能デジタル出力圧力センサ

DLC — コンパクト高分解能デジタル出力圧力センサ

info@all-device.com

特長• 圧力範囲1 inH2O ～ 150 PSI（250Pa～1MPa)• 高精度16 bit 出力• デジタルI2Cインターフェイス• 駆動電圧1.8V ～ 3.6V
• コンパクトサイズ 例 ： 7mm x 7mm

3.63 Vdc
10 psig
245°C

温度範囲
		
動作温度

0°C ～ 70°C
(その他の温度についてはお問合せ下さい。）-40°C ～ 85°C

-40°C ～ 125°C

保管温度
湿度 (結露なきこと) 0 to 95% RH

オールデバイス株式会社

等価回路図

Vs
SCL
I2C

SDA
EOC
Gnd

All Sensors				

Table of Contents

電話：047-489-5939

環境仕様

圧力センサ最大定格

Fax：047-489-5940

https://all-device.com/

アプリケーション• 医療呼気• 産業制御• HVAC• 環境制御• ポータブル端末

See package drawings for pinouts

DS-0365 Rev B
Page 2 of 16標準圧力範囲
低圧モデル
型番

過負荷耐圧

圧力範囲 A

破壊耐圧

DLC-L01D± 1 inH2O

248.84 Pa

100 inH2O

24.88 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L02D± 2 inH2O

497.68 Pa

100 inH2O

24.88 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L05D± 5 inH2O

1,244.20 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L10D± 10 inH2O

2,488.40 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L20D± 20 inH2O

4,976.80 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

500 inH2O 124.42 kPa

DLC-L30D± 30 inH2O

7,465.20 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

500 inH2O 124.42 kPa

DLC-L60D± 60 inH2O

14,930.4 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

800 inH2O 199.01 kPa

DLC-L01G

0 to 1 inH2O

248.84 Pa

100 inH2O

24.88 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L02G

0 to 2 inH2O

497.68 Pa

100 inH2O

24.88 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L05G

0 to 5 inH2O

1,244.20 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L10G

0 to 10 inH2O

2,488.40 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

300 inH2O

74.65 kPa

DLC-L20G

0 to 20 inH2O

4,976.80 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

500 inH2O 124.42 kPa

DLC-L30G

0 to 30 inH2O

7,465.20 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

500 inH2O 124.42 kPa

DLC-L60G

0 to 60 inH2O

14,930.4 Pa

200 inH2O

49.77 kPa

800 inH2O 199.01 kPa

高圧モデル
型番

DLC-005D± 5 psi

DLC-015D
DLC-030D

過負荷耐圧

圧力範囲 A

破壊耐圧

34.47 kPa

10 psi68.95 kPa

15 psi103.42 kPa± 15 psi

103.42 kPa

30 psi206.84 kPa

45 psi

310.26 kPa± 30 psi

206.84 kPa

60 psi413.69 kPa

90 psi

620.53 kPa

DLC-100D± 100 psi

689.48 kPa

200 psi

1,378.95 kPa

225 psi

1,551.32 kPa

DLC-150D± 150 psi

1,034.20 kPa

225 psi

1,551.32 kPa

225 psi

1,551.32 kPa

DLC-005G

0 to 5 psi

34.47 kPa

10 psi68.95 kPa

15 psi103.42 kPa

DLC-015G

0 to 15 psi

103.42 kPa

30 psi206.84 kPa

45 psi

310.26 kPa

DLC-030G

0 to 30 psi

206.84 kPa

60 psi413.69 kPa

90 psi

620.53 kPa

DLC-100G

0 to 100 psi

689.48 kPa

200 psi

1,378.95 kPa

225 psi

1,551.32 kPa

DLC-150G

0 to 150 psi

1,034.20 kPa

225 psi

1,551.32 kPa

225 psi

1,551.32 kPa

追記A: Pa単位はinch単位を元に計算した値です。

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 3 of 16

DLC性能仕様

追記-±0.4 * 224±0.4 * 224
0.8 * 224
±0.4 * 224
0.8 * 224-

Dec Counts
Dec Counts
Dec Counts
Dec Counts
Dec Counts

1
1
1
1
1

-

-

-

0.5 * 224
0.5 * 224
0.1 * 224
0.5 * 224
0.1 * 224-

Dec Counts
Dec Counts
Dec Counts
Dec Counts
Dec Counts-

総合精度誤差L01G
L01D, L02G
L02D, L05G, L05D, L10G, L10D, L20G
L20D, L30G, L30D, L60G, L60D
All Higher Pressure

-

-

±3.00
±2.00
±1.25
±1.00
±1.00

%FSS
%FSS
%FSS
%FSS
%FSS

2
2
2
2
2

圧力デジタル分解能 - No Missing Codes
16-bit Option

15.3

15.5

-

bit

-

温度出力
Resolution
Overall Accuracy

-

16
2

-

bit
°C

-

消費電流
During Active State (ICCActive)
During Idle State (ICCIdle)

-

2.0
100

2.5
250

mA
nA

3, 4, 53, 4, 5

起動時間

-

-

2.5

ms

3

ms

3, 4

出力スパン (FSS)
LxxD (All Packages)
LxxG (U2 Package)
LxxG (All Other Packages)
1xxD, 0xxD (All Packages)
1xxD, 0xxG (All Packages)
オフセット出力 @ 差圧0(Osdig)
LxxD (All Packages)
LxxG (U2 Package)
LxxG (All Other Packages)
1xxD, 0xxD (All Packages)
1xxD, 0xxG (All Packages)

データ更新間隔(tDU)

分解能
16 bit(下記表を参照)

Single
Typ
3.70

Max
4.1

Average2
Typ
Max
7.20
8.0

測定コマンドAverage4
Typ
Max
14.20
15.7

Average8
Typ
Max
28.20
31.1

Average16
Typ
Max
56.20
61.9

Units
ms

はんだ付け推奨条件
1) はんだ付けは短時間で行って下さい。
2) はんだ付けまたはその他の高温作業語は48時間後に通電して下さい。
3) 必要に応じて手作業で部分洗浄を行ってください。洗浄液に浸したりデバイスごとに洗浄はしないで下さい。
4) 最高270℃のリード温度（はんだ付け2～4秒）
デバイスをはんだリフローアッセンブリーまたはその他の高温処理に掛ける場合は、露光前24時間以内に125℃で1時間ベイクする必要があります。これを行わないと、パッケージないの重要なインターフェイスにひび割れや層間剥離が発生する可能性があり、保証の対象外となります。

All Sensors				

Table of Contents

DS-0365 Rev B
Page 4 of 16

https://all-device.com/

単位

Fax：047-489-5940

最大

電話：047-489-5939

通常

オールデバイス株式会社

最小パラメーター

info@all-device.com

特に追記がない場合は全てのパラメーターは供給電圧3.3V±5％、25℃で測定した値です。 (注6). 圧力計測は、高差圧（1XXD,
0XXD）製品の場合はポートAに、その他全てのゲージおよび差圧製品の場合はポートBから制圧を加えた値です。

DLCI2C 電気仕様
追記
-

80.0

-

100

% of Vs

5

-

0

-

20.0

% of Vs

5

-

-

-

10.0

% of Vs

5

-

1000

-

-

Ω

5

-

-

200

pF

5

-

-

10.0

pF

5

CI2C_IN41			

圧力値の出力変換(

Where:

decimal

圧力出力伝達関数2) = 1.25 ×

(

)×

−
224

(

2

)

センサの24bitのデジタル出力値
センサ24bitのデジタルオフセット値（特性仕様の表を参照下さい。）(

2 )センサのフルスケールスパン（inchH2O)

ゲージ圧製品の場合( U2 パッケージ以外）: フルスケール圧力
U2パッケージのゲージ圧、差圧製品の場合：: 2X フルスケール圧力

温度値の出力返還

温度出力伝達関数
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 (℃) = �

Where:
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 150
� − 40224

センサの24bitのデジタル出力（出力の上位16bitのみが有効な点にご注意ください。）

追記note 1:	THE スパンはオフセット出力とフルスケール出力の10進法で表記したカウント差です。フルスケールスパンの正の校正最大値です。
note 2:

総合精度誤差（Total Error Band)はオフセットおよびスパンの温度誤差、校正誤差、直線性、圧力ヒステリシス誤差、オフセットウォームアップシフト、

note 3:

パラメーターは標準値であり、100％テストした値ではありません。

オフセット姿勢特性の合計値です。
COMMUNIC
監視する事ができます。
note 5:note 6:平均電流は次のように算出することが出来ます。: ICCIdle + ((tDU / READING INTERVAL) * ICCACTIVE)). センサのActive状態とIdle状態については図２を参照して下さい。Active状態ではEOCピンはLowです。
センサーは3.3Vの供給電圧で校正されています。内部のレギュレーターによって全仕様に影響を与えずに1.8Vから3.6Vの供給電圧で使用することが可能です。 この機能によってバッテリーから直接動作可能となっています。

Note 7: 連続読み込みで校正済み。

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 5 of 16

デバイス注文オプション
出力分解能
本製品の出力分解能は16bitに構成されています。詳細は仕様特性の表を参照下さい。

DLCは、センシングダイ、可変ビットA/Dコンバーター、DSPおよびI2Cインターフェースをサポートする
IOブロックからなる信号経路を備えたデジタルセンサーです。（下記の図1を参照。）そしてこのセンサーには、設定された動作モードに合わせて内部温度基準とそれに関連する制御ロジックも含まれます。A/Dコン
バーターは1つなので、フロントエンドには信号源を選択するマルチプレクサも含まれています。

センサーコマンド:５つの測定スタートコマンドが選択可能で、センサーは圧力/温度測定においてシングルある
いは2,4,8,16回の測定値の平均を返します。これらの各コマンドが入力されると、センサーはアイドル状態からアクティブ状態になり測定サイクルを開始します。シングルではこのサイクルが1度行われ、平均化した場合
このサイクルが規定の回数だけ繰り返されます。DSPが計算を完了し新しい値がI/Oブロックに入力されるとセンサーはアイドル状態に戻ります。別の測定が始まるまでセンサーは低消費電力のアイドル状態のままです。
測定完了後、データ読み取りコマンドをセンサーに送ることで測定値を読み取ることが出来ます。ADCとDSP
はアイドル状態のままでI/Oブロックが7byteのStatusとDataを返します。次の図2を参照して下さい。ホスト側が任意のタイミングで現在のセンサーのStatusを要求することが出来ます。全てのコマンドについては次の表1を参照して下さい。
センサーの性能を最適化するために、All SensorsではStart-Average4測定コマンドを使用することをお勧めします。 これにより、低ノイズとオフセット精度の最適な組み合わせが得られます。単一読み取りなど様々な読み取りモードを必要とするアプリケーションの場合、オフセットの測定値が小さい場合があります。この書
府とはシステムの起動時に測定でき、アプリケーションによって削除する事もできます。

All Sensors				

Table of Contents

DS-0365 Rev B
Page 6 of 16

電話：047-489-5939

DSPは変換された圧力および温度情報を受け取り、圧力出力を補償するために多次元伝達関数を適用します。
この伝達関数には、スパン・オフセット、スパン温度影響・オフセット温度影響・スパン及びオフセットの両方に対する二次温度補正値が含まれています。さらにゲージ圧モデルでは直線性補償、差圧モデルではフロントバック直線性補正が行われています。

オールデバイス株式会社

ADCは測定サイクルにおいて未補正のセンサーの信号 (P), 温度基準 (T) ゼロ基準 (Z) の変換を行います。

Fax：047-489-5940

https://all-device.com/

図1 - DLC 概要図

info@all-device.com

動作概要

動作概要
図2 - DLC 通信モデル
Start-Single コマンド
CommandStart-Single

Internal State

Idle

Interal Operation

Idle

Data Read
ActiveStart-Single
ActiveIdle

ADC (Temp, Zero, Pressure)

DSP

Idle

ADC (Temp, Zero, Pressure)

Idle
Idle

DSP

New Data Available
EOC

Start-Average2 / 4 / 8 / 16コマンド (自動平均化)
Command

Data Read

Start-Average2/4/8/16

Internal State

Idle

Interal Operation

Idle

Active
ADC (Temp, Zero, Pressure)1

ADC (Temp, Zero, Pressure)nDSP

Start-Average2/4/8/16
Idle

ActiveIdle

ADC (T, Z, P)…

New Data Available
EOC

デジタルインターフェース

コマンドフォーマット

I2C通信でセンサーStatusを要求する時、ホストは1byteのコマンドを送信してから、1byteの読み取りを実行して下さい。
また、I2C通信でセンサーStatusを要求する時、ホストは1byteのコマンドを送信してから、7byteの読み取りを実行して下さい。
測定スタートコマンド、センサーData読み取り、センサーStatus読み取りの詳細については、下記の表1を参照して下さい。
表1 - DLC センサーコマンド一覧

測定スタートコマンド
I2C
詳細Start-Single
0xAA
Start-Average2
0xAC

Start-Average4

0xAD

Start-Average8

0xAE

Start-Average16

0xAF

センサーData読み取り
I2C デバイスから7byteを読み取りセンサーStatus読み取り
I2C デバイスから1byteを読み取り

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 7 of 16

デジタルインターフェース

データフォーマット

どのモデルのデジタルインターフェースでも、センサーから返されるデータのフォーマットは同じです。最初のbyteはステータスbyteの後に24bitの符号なし圧力値と24bitの符号なし温度値が出力されます。校正されたbit長を超える未使用のbitは未定義であり任意の値を取ります。圧力と温度への変換については、3ページの圧力出力伝達関数と温度出力伝達関数の定義を参照して下さい。
センサーの全体的なデータフォーマットについては表2を参照して下さい。表3はStatus byteの定義を示しています。エラーなしで読み取りが完了した場合、Statusは0x40となります。

P[15:8]Pressure
Byte 1

P[7:0]
PressureLSB

T[23:16]
Temperature
MSB

T[15:8]Temperature
Byte 1

T[7:0]
Temperature
LSB

https://all-device.com/

表3- Status byteの定義

Fax：047-489-5940

Bit
Description
Bit 7 [MSB] [Always = 0]
6Power : [1 = Power On]
5
Busy: [ 1 = Processing Command, 0 = Ready]
4:3
Mode: [00 = Normal Operation ]2
Memory Error [ 1 = EEPROM Checksum Fail]1
Sensor Configuration [ always = 0]
Bit 0 [LSB] ALU Error [1 = Error]

I2C インターフェイス
I2C コマンドシーケンス
デバイスは電源投入後にアイドル状態になり、バスマスターからのコマンドを待機します。表1に示したように５つの測定スタートコマンドのいずれかを送信することが出来ます。
これらのコマンドの１つを受信するとセンサーはアクティブ状態となり、EOCピンはLowとなりセンサーのStatus byteのBusy bitが設定されます。アクティブ状態での測定と計算が完了すると、補正されたデータが出力レジスタに書き込まれEOCピンがHighとなり、プロセッシングコアはアイドル状態に戻ります。
その後、ポストプロセッサはデータ読み取りを実行可能になります。これはI2C通信の単純な7byteの読
み取りのことです。
もしEOCピンをモニターしない場合、ホストはStatus読み取りコマンドを繰り返すことによってStatus
byteをポーリングすることができます。これはI2C通信の単純な1byteの読み取りのことです。
Status byteのBusy bitが0の時、有効な測定データが準備出来ていることを意味していて、7byteの読み取りが可能です。

All Sensors				

Table of Contents

DS-0365 Rev B
Page 8 of 16

電話：047-489-5939

P[23:16]
Pressure
MSB

オールデバイス株式会社

S[7:0]
StatusByte

info@all-device.com

表2 - 出力データフォーマット

I2C インターフェイス (前ページに続いて)I2C バス通信概要

I2Cインターフェイスは、通信に一連の信号シーケンスを使用します。以下は、サポートされているシーケンスとそれに関連する簡略記号の説明です。以下の信号シーケンスの使用方法については図3を参照して下さい。
Bus not Busy (I): アイドル状態では、データライン (SDA) とクロックライン (SCL) はHighのままです。
START condition (ST): クロック (SCL) がHighの間のSDAラインのHighからLowへの遷移はSTART
conditionを意味します。START conditionは常にマスターから設定されます。各Data要求はSTART
conditionで開始する必要があります。
Slave address (An): I²Cバス通信では、各デバイスに固有のアドレスが必要です。圧力センサーDLC には事前に設定されたSlave addressがあります（3ページの仕様表を参照）。START conditionを設定後、マスターは7bitのセンサーアドレスとそれに続くデータ方向bit（R/W）を含むアドレス byteを送信します。
“0”はマスターからスレーブへの送信 (WRITE) 、“1”はデバイスからマスターへの要求 (READ)を示します。
Acknowledge (A or N): データはMSBを先頭に、一度に8bit (1byte) 単位で送信されます。マスターである
かスレーブであるかを問わず、各データ受信側はデータの受信を確認するために、SDAをLowに下げることを要求されます。マスターはこの目的のために追加のクロックパルスを生成しなければなりません。受信側がデータライン
をプルダウンしない場合、つまりNACK状態の場合、スレーブは非アクティブとなります。マスターは最後のコマンドを再度送信するか、STOP conditionを設定して転送を終了するか決定します。
DATA valid (Dn): START conditionの後、SCLがHighで安定している状態でSDAは有効なデータを表します。SCLがLowの状態ではデータを変更する必要があります。データビットごとに１つのクロックパルスがあります。
STOP condition (P): SLCがHighの状態におけるSDAのLowからHighへの変化はSTOP con­ditionを意味します。 STOP conditionsは常にマスターから設定されます。

図3 ­ I2C通信ダイアグラム
1. 測定コマンド : Start­Single ( シングル読み取りを開始):
Start-Single
Start-Average2
Start-Average4
Start-Average8
Start-Average16

C7…C0: 0xAA
C7…C0: 0xAC
C7…C0: 0xAD
C7…C0: 0xAE
C7…C0: 0xAF

Set by bus master:Set by sensor:I

ST A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 W

I

ST A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R

I

ST A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R

A

C7 …

C0

N

SP

I

SP

I

2. Status 読み取り：

Set by bus master:Set by sensor:

A S7 … S0

N

3. Data 読み取り：

Set by bus master:Set by sensor:

Bus states:

Idle:
Start:
Stop:
Ack:
Nack:
“Read” bit (1):
“Write” bit (0):

I
ST
SP
A
N
R
W

Sensor Address:
A6 … A0A S7 … S0

AA
P23 … P16A
P15 … P8A
P7 … P0A
T23 … T16A
T15 … T8

N SP

I

T7 … T0

Data bits:

Status:Pressure data:
Temperature data:

S7 … S0
P23 … P0
T23 … T0

Command Bits:
C7 … C0

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 9 of 16

インターフェース

タイミングダイアグラム

図4 ­ I2Cタイミングダイアグラム
tH STA

tHIGH

tLOW

SYMBOL
fSCL
tLOW
tHIGH
tSUSTAtHSTAtSUDATtHDAT
tSUSTPtIDLE

tH DAT

MIN
100
1.3
0.6
0.6
0.6
0.1
0
0.6
2.0

tSUS TP

TYP
-

tIDLE

MAX
400
-

UNITS
KHz
us
us
us
us
us
us
us
us

オールデバイス株式会社

電話：047-489-5939

PARAMETER
SCL frequency
SCL low width
SCL high widthStart condition setup
Start condition hold
Data setup to clock
Data hold to clock
Stop condition setup
Bus idle timetSUDAT

https://all-device.com/

tSUS TA

Fax：047-489-5940

SDA

info@all-device.com

SCL

All Sensors				

Table of Contents

DS-0365 Rev B
Page 10 of 16

注文方法
圧力範囲とパッケージを含む、提供されている標準部品番号については表5を参照して下さい。
例 オプション付きの型番 : DLC­L05D­D4
表4 ­ 部品番号の付け方 :DLC - L05 D - D4

製品
シリーズ

圧力範囲 圧力基準:
D — 差圧G — ゲージ圧

パッケージ: 圧力基準に依存

条件 :
圧力範囲 (D1, D3, D4 Package): 全ての差圧製品圧力範囲 (U1, U2 Package): 全てのゲージ圧製品

DLC - L01 D - D3
DLC - L02 D - D3
DLC - L05 D - D3
DLC - L10 D - D3
DLC - L20 D - D3
DLC - L30 D - D3
DLC - L60 D - D3

DLC - L01 D - D4
DLC - L02 D - D4
DLC - L05 D - D4
DLC - L10 D - D4
DLC - L20 D - D4
DLC - L30 D - D4
DLC - L60 D - D4
DLC - 005 D - D4
DLC - 015 D - D4
DLC - 030 D - D4
DLC - 100 D - D4
DLC - 150 D - D4

低圧モデル

高圧モデル

低圧モデル

DLC - L01 D - D1
DLC - L02 D - D1
DLC - L05 D - D1
DLC - L10 D - D1
DLC - L20 D - D1
DLC - L30 D - D1
DLC - L60 D - D1

DLC - L01 G - U1
DLC - L02 G - U1
DLC - L05 G - U1
DLC - L10 G - U1
DLC - L20 G - U1
DLC - L30 G - U1
DLC - L60 G - U1

DLC - L01 G - U2
DLC - L02 G - U2
DLC - L05 G - U2
DLC - L10 G - U2
DLC - L20 G - U2
DLC - L30 G - U2
DLC - L60 G - U2

高圧モデル

U パッケージ

D パッケージ

表5 ­ 標準部品番号詳細

DLC - 005 G - U1
DLC - 015 G - U1
DLC - 030 G - U1
DLC - 100 G - U1
DLC - 150 G - U1

DLC - 005 G - U2
DLC - 015 G - U2
DLC - 030 G - U2
DLC - 100 G - U2
DLC - 150 G - U2

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 11 of 16

製品裏面の製品識別
図5に占めるように、全ての製品にレーザーマーキングによってラベルが付けられています。
部品マーキングコードの読み方を図6に示します。1 ～ 60 inH2Oの低圧モデルではコード “L” で 5 ～150 psiの高圧モデルではコード“H”が付けられています。

info@all-device.com

コード“B”から始まるウェーハー番号の前に圧力範囲が記載されます。

例: DLC-L05D-D4
圧力範囲識別番号

10 i nH2O
20 i nH2O
30 i nH2O

型番

https://all-device.com/

5 i nH2O

会社名

ウェハー番号
ロット番号

Fax：047-489-5940

2 i nH2O

All Sensors
DLC-L-D4
5-B12399-09
R16A24-14

DLC - L - D4

図6: 型番

シリーズ
型番
DLC

圧力範囲
識別番号
1

圧力範囲
識別記号
L

2
5
10
20
30
60
5
15
30
100
150

All Sensors				

Table of Contents

L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H

圧力範囲識別記号
圧力範囲
1 inH2O
2 inH2O
5 inH2O
10 inH2O
20 inH2O
30 inH2O
60 inH2O
5 PSI
15 PSI
30 PSI
100 PSI
150 PSI

パッケージ
型番
U1

詳細

U2

SMT, Single Top Port, ゲージ圧

D1
D3
D4

DIP, Single Top Port, ゲージ圧
Jogged SMT Leads, Dual Port, Same Side, 差圧
SML Leads, Dual Port, Opposite Side, 差圧
SOIC, 差圧

DS-0365 Rev B
Page 12 of 16

電話：047-489-5939

1 i nH2O

オールデバイス株式会社

図5: 製品ラベル

n Des cri p on

パッケージ図面
D1 パッケージ

Pin.551 14.512 133 2 1.572 14.5
4 5 6.374 9.5.066 1.7.088 2.2.045 1.1.381 9.7

Definition

1

N/C

2

SCL

3

SDA

4

EOC

5

VDD

6

VSS

N/C

No Internal Connection.040 [1] TYPPort B.145 3.7.217 5.5.100 2.6.062 1.6.100 2.5.018 0.5

TYP

Port A

TYP.528 13.4.157 4.200 5.1

All Sensors
TITLE:

追記
1) 図面の数値はインチ単位です。 [ ]内はmm単位です。
2) 推奨基板レイアウトは次の図面となります : PAD-20。

SIZE

A

D-Series Package
FILE NAME

D1 Package

D3 パッケージ
Pin.640 16.25.320 8.125.581 14.75.512 13.216 5.50.364 9.25.581 14.75
Port B

12 3 4 5 6.226 5.74.100 2.54

TYP.255 6.48.446 11.32.025 0.64
SQUARE TYPPort A.220 5.59

Definition

1

N/C

2

SCL

3

SDA

4

EOC

5

VDD

6

VSS

N/C

No Internal Connection.500 12.7
2X.118 3.062 1.57.256 6.5.059 1.5

All Sensors
TITLE:

追記
1) 図面の数値はインチ単位です。 [ ]内はmm単位です。
2) 推奨基板レイアウトは次の図面となります : PAD-21。

SIZE

A

D-Series Package
FILE NAME

D3 Package

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 13 of 16

パッケージ図面

9

TYP
13

8

.350 8.9

SCL

5

VDDB

.209 5.3

Vs

11

4

SDA

6

EOC

16
10

Gnd

PIN 1

16

.016 0.4.039 1TYP

PORT A.118 3.098 2.5.296 7.5.197 5.008 0.2.087 2.2.142 3.6.032 0.8.407 10.3.093 2.4

Definition

1

INP

2

N/C

3

VSSB

4

SDA

5

SCL

6

EOC

7

N/C

8

N/C

9

N/C

10

VSS

11

VDD

12

N/C

13

VDDB

14

INN

15

N/C

16

VDDB

N/C

No Internal Connection

All Sensors

追記

TITLE:SIZE

A

D-Series Package
FILE NAME

D4 Package

オールデバイス株式会社

電話：047-489-5939

1) 図面の数値はインチ単位です。 [ ]内はmm単位です。
2) 推奨基板レイアウトは次の図面となります : PAD-22。
3) このパッケージのセンサーはMSL3に準拠した取り扱いが必要です。
4) ピン1,3,14には信号を接続しないで下さい。
5) PCBにおいてピン13と16を接続する必要があります。

Pin

info@all-device.com.102 2.6.050 1.3

https://all-device.com/

PORT B.104 2.6

Fax：047-489-5940

D4 パッケージAll Sensors				

Table of Contents

DS-0365 Rev B
Page 14 of 16

パッケージ図面
U1 パッケージ

Pin.335 8.5
3
2
1

4
5
6

.335 8.5.118 3

Definition

1

N/C

2

SCL

3

SDA

4

EOC

5

VDD

6

VSS

N/C

No Internal Connection.039 1.236 6

Port B.008 0.2TYP
2-5.122 3.1.020 0.5 TYP.100 2.5 TYP.378 9.6.200 5.1

All Sensors
TITLE:

追記
1) 図面の数値はインチ単位です。 [ ]内はmm単位です。
2) 推奨基板レイアウトは次の図面となります : PAD-23。

SIZE

A

U-Series Package
FILE NAME

U1 Package

U2 パッケージ
1 2 3.043 1.1.276 7

Pin.024 0.6.406 10.3.024 0.6

6 5 4

Port B.276 7.100 2.5

TYP.031 0.8

TYP.200 5.1

Definition

1

N/C

2

SCL

3

SDA

4

EOC

5

VDD

6

VSS

N/C

No Internal Connection.118 3.020 0.5.236 6.010 0.3.010 0.3.138 3.5

All Sensors
TITLE:

追記
1) 図面の数値はインチ単位です。 [ ]内はmm単位です。
2) 推奨基板レイアウトは次の図面となります : PAD-24。

SIZE

A

U-Series Package
FILE NAME

U2 Package

DLC — Compact High Resolution Pressure Sensors

Table of Contents

Page 15 of 16

梱包オプション

加圧チューブ推奨情報

TUBE

パッケージ
D1
D3
D4
U1
U2
U5

チューブ番号
1
2
2
2
2
N/A

推奨基板レイアウト
[1.0]

0.37
[ 9.4]

0.551[14.0]

0.040 [1.0]
(Typ)

0.079
[ 2.0]

0.05 [ 1.27] ( TYP)

[2.4]

0.094

0.039

0.100 (Typ)[2.54]
0.10 [2.54]

0.024[ 0.6]

0.100 [2.54]

0.4[10.2]

0.032 [0.8]PAD-22

オールデバイス株式会社

PAD-21

PAD-200.1 [2.54]
0.1 [2.54]

PAD-23

図面の数値はインチ単位です。 []内はmm単位です。

All Sensors reserves the right to make changes to any products herein. All Sensors does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuitdescribed herein, neither does it convey any license under its patent rights nor the rights of others.

All Sensors				

Table of Contents

電話：047-489-5939(梱包方法の変更についてはお問い合わせ下さい。)

Fax：047-489-5940

https://all-device.com/

このデータシートの全ての製品はデバイスのピン1の方向を指している
矢印の付いたチューブで梱包されています。

推奨チューブサイズ
1/16" I.D. x 1/8" O.D. x 1/32" Wall
3/32" I.D. x 5/32" O.D. x 1/32" Wall

info@all-device.com

チューブ番号
1
2

DS-0365 Rev B
Page 16 of 16