酸素濃度計・有毒ガス検知器
酸素濃度計・有毒ガス検知器
有毒ガスについて◆ 酸素欠乏

酸素は空気中に、約21％含まれており、その酸素を吸って人は生命を維続しています。ところが換気不良なところ、酸素を消費したり、酸素をうすめたり、追い出したりする物質があれば酸欠が起こります。
酸欠のおこる場所は決まっています
1．換気が不良か、まったく行われない場所
2．そしてそこに次のような物質が存在したり、現象がおこったとき。
・酸素を吸収する酸化されやすい物質。
・酸素を消費する微生物（かびや細菌）と、その発育増殖を助ける有機物と水分。
・酸素をうすめ追い出すガスが発生したり、流入したり、漏れたりする。
・可燃性ガスの追い出しに積極的にその場を窒素その他の不活性ガスで置換する。

このようなことから、地下作業現場、マンホール・ピット内、タンク内、船舶、地下室、密室などの労働環境においては、酸欠の危険性が高いため、適切な換気を行い、かつ酸素濃度計で作業現場の酸素濃度を正確にする必要があります。

デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡsA（新コスモス電機）
ガス換気方式：拡散式■仕様● 0〜40vol％までの酸素濃度を測定。
● 5mのセンサ延長ケーブルが標準装備のセンサ分離タイプ。

● 測定濃度はデジタル数字で大画面表示。
● ブザーで警報をお知らせ。
● 電池電圧低下ブザーでお知らせ。
● 本質安全防爆構造(i3aG4)

用途

18

タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、船倉・船底等で、作業員が身につけて作 業 環 境の安 全確 認と作 業 員の安全確保に。

計測機器・通信機器・医療機器■電源●DC：単３形乾電池×２■電池寿命●160時間(アルカリ) ●80時間(マンガン)型式
XO-326ⅡsA
検知対象ガス酸素
検 知 原 理隔膜ガルバニ電池式
採 取 方 法拡散式
指 示 表 示LCDデジタル3桁
検 知 範 囲0〜25.0vol％（サービスレンジ）（25.1〜40.0vol％）指 示 精 度
±0.5vol％以内
警 報 設 定 値 1段目：19.5vol％ 2段目：18.0vol％
1段目警報：長いブザー断続音
警 報 方 式
2段目警報：短いブザー断続音
90％応答 20秒以内
応 答 時 間電源
単3形アルカリ乾電池2本
連続使用時間約15000時間
防 爆 構 造Ex ia ⅡC T3
外 形 寸 法W66×H170×D29
質量約340g
標 準 付 部 品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
オ プ シ ョ ン センサ延長ケーブル（5m•携帯袋付）
8330
お問合せコード項目

特徴

■備考

■仕様

●ケーブルは５mです。●年に一度センサー交換が必要になります。もし、レンタル中に期限が来る場合、当方より事前に連絡し、新たな商品と入替致します。

型式

XOS-326
検知対象ガス酸素
硫化水素
検 知 原 理隔膜ガルバニ電池式
定電位電解式
ガス採気方式拡散式検 知 範 囲0〜25.0vol%0〜30.0ppm
分
解能0.1vol%0.5ppm指 示 精 度
±0.5vol%以内
FS±5％以内
警報設定濃度 1段目：19.5vol%、2段目：18.0vol% 1段目：10.0ppm、2段目：15.0ppm
１段目：長いブザー断続音・アラームランプ点滅
警 報 方 式
２段目：短いブザー断続音・アラームランプ点滅
応 答 時 間 20秒以内（90％応答） 30秒以内（90％応答）
使用湿度範囲
−10℃〜40℃
電源
単３形アルカリ乾電池２本電池使用時間連続50時間以上（無警報時・20℃の場合）
本体：Ｗ66×H195×D29㎜（突起部除く）
寸法
センサ部：φ44×H75㎜（突起部除く）
センサ延長ケーブル：５m
重量約450ｇ（電池除く）
お問合せコード8331

項目18-16酸素濃度計・有毒ガス検知器
酸素濃度計・有毒ガス検知器
マルチ型ガス検知器(携帯用)■仕様

XA-4400（新コスモス電機）
型式

XA-4400
検 知 対 象 ガ ス 可燃性ガス（メタン）
硫化水素
一酸化炭素
酸素
検 知 原 理 接 触 燃 焼 式 ガルバニ電池式 定 電 位 電 解 式 定 電 位 電 解 式
ガス採気方式
拡散式
0-25.0vol%0〜30.0ppm
0〜300ppm
検 知 範 囲 0-100%LEL（サービスレンジ） （101〜110%LEL） （25.1〜50.0vol%） （30.1〜150.0ppm）*1 （301〜2,000ppm）*2
項目

4種のガスを同時検知・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器
酸素

可燃性ガス
硫化水素
一酸化炭素
温警 報 設 定 値

1段目：10%LEL
2段目：30%LEL

使用温湿度範囲
使 用 電 源表 示 方 式警 報 方 式
連続使用時間＊3
保 護 構 造−10℃〜40℃、30〜85％RH（但し、結露なきこと）
単3形アルカリ乾電池2本LCD表示（日本語表示／四分割表示の切り替え可能）
ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示点滅、振動（自動復帰式）
約15時間。但し、検知対象ガスに可燃性ガスがない機種の場合は約60時間（25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF時にて）
IP67相当＊4

主・自動バックライト
・自動ゼロ調整（酸素は21%調整）
・ピークホールド（酸素のみ下限ピーク）
・電池残量表示、温度・時計表示
・警報テスト・警報設定値設定変更（ロック解除時）
・警報音量設定変更（ロック解除時）
・自己診断機能（センサ異常、ゼロ調整不良、電池残量） ・データロギング（データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要） ・TWA／STEL機能

な機能外 形 寸 法
重量お問合せコード度

1段目：19.5vol%2段目：18.0vol%

1段目：10.0ppm 2段目：15.0ppm 1段目：50ppm 2段目：150ppm
TWA：10.0ppm STEL：15.0ppm T WA：2 5 p p m STEL：300ppm

W79×H89×D33㎜（突起部除く）
約230g（電池含む）
8332＊1 35.0ppmから150.0ppmまでは0.5ppmきざみとなります。 ＊2 350ppmから2000ppmまでは5ppmきざみとなります。 ＊3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。＊4 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP67に準拠した弊社の試験を満足する防塵防水構造です。

■電源●単3形アルカリ乾電池×2■電池寿命●約15時間

■付属品●取扱説明書マルチ型ガス検知器 XP-302M（新コスモス電機）
ガス換気方式：自動吸引式

概要
マル チな用 途 でマル チガス 測定。酸 素・可燃性ガス(メタン)・硫化水素・一酸化炭素、4ガスを同時測定・同時表示

外部警報器

■仕様

型式

検 知 対 象ガス
検 知 原 理ガス採 気 方 式
検知範囲（サービスレンジ）
指 示 精 度警 報 設 定 値
応答 1m導入管時
時間 8m導入管時使用温湿度範囲
使 用 電 源表 示 方 式警 報 方 式
連続使用時間防 爆 構 造主 な 機 能寸 法・重 量お問合せコードXP-302M
酸素
硫化水素
一酸化炭素
ガルバニ電池式
定電位電解式
自動吸引式
0〜100％LEL
0〜25.0vol％（25.1〜50vol％） 0〜30.0ppm（30.1〜150ppm） 0〜150ppm（151〜300ppm）
100ppm以下：±10ppm以内±1.5ppm以内±5％LEL以内±0.5vol％以内
101〜150ppm：±15ppm以内
1段目：10％LEL、2段目：30％LEL 1段目：19.5vol％、2段目：18.0vol％ 1段目：10ppm、2段目：15ppm
1段目：50ppm、2段目：100ppm
25秒以内
20秒以内
30秒以内
40秒以内
−10℃〜40℃ 95％RH以下（但し、結露なきこと）
単３形アルカリ乾電池×４
LCD表示（通常表示／グラフ表示／和文表示の切り替え可能）
ブザー（90dB以上）、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
８時間以上（アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時）
本質安全防爆構造（ExibdⅡ BT3）、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造
・自動バックライト・ゼロ調整 ・ピークホールド ・音量調整・流量低下検知（圧力センサ）
・データロギング・ブザーストップ・警報テスト・電池残量表示、温度・時計表示
W152×H152×D42（㎜）突起部除く・約870g
8333
可燃性ガス（メタン）
接触燃焼式

■電源
■電池寿命

●DC：単３形乾電池×４●８時間(アルカリ)■備考●年に一度センサー交換が必要になります。もし、レンタル中に期限が来る場合、当方より事前に連絡し、新たな商品と入替致します。

■付属品

18-17

●外部警報器 ●電源ケーブル(3m) ●ACアダプタ(AD-1) ●フロート●8m導入管 ●導入管用中断チュ−ブ ●外部警報器用中断ケーブル

計測機器・通信機器・医療機器項目18