PVC4000 Series
メムスピラニ真空トランスデューサー〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

概要
PVC4000シリーズは、費用効果の高いOEM統合のために設計された真空トランスデューサです。 MEMS熱伝導センサ（ピラニセンサー）、測定電子機器、およびマイクロプロセッサで構成され、超小型PCBアセンブリにパッケージ化されています。
センサエレメントは、ガスの熱伝導率が真空圧に比例するという原理の下で動作する、Posifaの実績のある第2世代MEMS熱伝導チップに基づいています。
電子機器とマイクロプロセッサはセンサ信号を増幅してデジタル化し、I2Cインターフェースを介して出力を提供します。 真空の熱伝導率は周囲温度によって変化するため、内蔵の温度センサから入力を取得して、温度補償アルゴリズムがマイクロプロセッサーに実装されます。
センサチップの自己発熱による信号のドリフトを防ぐために、マイクロプロセッサーには、センサチップが約100ミリ秒間加熱され、その後1秒間オフになるパルス励起方式が含まれています。
PVC4000からの出力はキャリブレーションされていません。 オプションとして、PVC4000のユーザーは、I2Cインターフェースを介して最大10ペアのキャリブレーションポイントをマイクロプロセッサーに入力することを選択できます。 組み込みの区分的線形化アルゴリズムは、このデータを活用してキャリブレーションされた出力を提供します。
統合をさらに容易にするために、PVC4000には、PCBアセンブリにはんだ付けされたコネクタ端子付きワイヤハーネスが含まれています。

特長

レンジ: 0.001 to 760 Torr (0.13 to 101K Pa)
早い応答時間 < 1.2 s
バッテリー駆動式機器の低消費電力
温度保障
高真空での信号ドリフトを防ぐためのパルスセンサー励起• 区分的線形化アルゴリズムとキャリブレーションデータを保存するためのI2Cインターフェース（オプション）• 汚染に強い•••••用途• 真空絶縁パネルなど、一次真空下で維持されている閉鎖系での漏れ検出• ポータブルデジタル真空計

絶対最大定格••••

動作温度: -25 to 85 °C
保管温度: -40 to 90 °C
振動: 100 g peak (5 drops, 3 axis)
過圧: 27.5 bar

Datasheet_PVC4000_Vacuum_RevA_C0.99 | Apr 2021 | PAGE 1 OF 1

PVC4000 Series
メムスピラニ真空トランスデューサー〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

電気的特性
Test Conditions: Vdd = 3.3 Vdc, Ta=21°C
SPECIFICATIONS

MIN

TYP

MAX

UNIT

760000MicronCONDITIONS

範囲

1

出力13500

17500

20000

CountAt 760000 Micron

37000

40800

44000

CountAt 30 Micron

8Count/Micron

1 to 1000 Micron1.6Count/Micron

1000 to 5000 Micron

0.5Count/Micron

5000 to 10000 Micron

0.15Count/Micron

10000 to 25000 Micron

温度ドリフト5Count/oC

応答速度

1.2s

感度

供給電圧

2.7動作電流5.5110 to 40oC

VdcmA

動作温度範囲-2585°C

保管温度-4090°C

When heater is turned on

注意:
1. センサ出力は校正されていません。

Datasheet_PVC4000_Vacuum_RevA_C0.99 | Apr 2021 | PAGE 2 OF 5

PVC4000 Series
メムスピラニ真空トランスデューサー〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

出力曲線
Vdd = 3.3, Ta = 21°C

Pressure

OutputPressure

OutputPressure

Output760000

17135

5493

24650

8338630300000

17280

3017

27350

4639090

100000

17765

1657

30150

2539360

24560

19670

910

32750

1039560

10000

22300

500

35050

839595

7411

23450

20437530

539630

低電力動作
消費電力をさらに削減する必要のあるバッテリ駆動の機器の場合、断続モードでPVC4000に電力を供給することをお勧めします:1. PVC4000起動
2. 150 mm秒待つ
3. I2C インターフェイスから読み取る
4. PVC4000をオフにする
5. 1秒待ってから、手順1殻を繰り返す
Datasheet_PVC4000_Vacuum_RevA_C0.99 | Apr 2021 | PAGE 3 OF 5

PVC4000 Series
メムスピラニ真空トランスデューサー〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

パッケージ寸法
PVC4000654321

TopButtom

6Side
Pad/Wire#Description (Wire Color)1

Vdd (Red)

2

GND (Black)

3SDA (Yellow)

4SCL (Green)

5

ICPCK (for firmware update) (Blue)

6

ICPDA (for firmware update) (White)

4000
56 2 251021 0600

Note:
PVC
comes
with
a
wire
harness
thatissoldered
onto
thePCB.
The
lengthis mm( .inch).
The
wirehearnessisterminated
with
a
Molex
connector
P/N.

Datasheet_PVC4000_Vacuum_RevA_C0.99 | Apr 2021 | PAGE 4 OF 5

PVC4000 Series
メムスピラニ真空トランスデューサー〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25ベンチャープラザ船橋222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/ Email:info@all-device.com

注文情報
型番PVC4001

仕様
10-3 to 760 Torr, SMD sensor

Datasheet_PVC4000_Vacuum_RevA_C0.99 | Apr 2021 | PAGE 5 OF 5