NPC-100
NPC-120シリーズ

NovaSensor
使い捨て医療向け
圧力センサー特長

応用分野• ソリッドステートの高い信頼性• 医療機器• 媒体許容性• 血圧測定• 高精度• 輸液ポンプ• 誘電性ゲルを工場で封入済み• 腎臓透析機

• 小型• 全数検査済み• 温度補償済み• 低コスト使い捨てモデル• 医療規格AAMIに準じた設計〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPC-100 および NPC-120
シリーズ仕様パラメーター

値単位

追記

圧力範囲

‒50 to 300

mmHg‒0.97 psi to 5.8 psi

過負荷耐圧

125

psi

minimum

一般仕様

NovaSensor NPC-100 および NPC-120 シリーズは、使い捨ての医療機器向けの製品として開発されました。
医療機器開発協会（AAMI）のガイドラインに従って補正および調整されております。

電気仕様

これらのセンサは、小型の低コストパッケージに高性能圧力センサダイと温度補償回路およびゲル保護を統合したものです。
NPC-100およびNPC-120シリーズは、汚染源を最小限に抑えるためにクラス1000クリーンルームで製造されています。

@22℃（特に追記がない場合）

駆動電圧

1 to 10

VDC

Calibrated for 6 VDC

絶縁破壊電圧10,000

VDC

5

リスク電流

2µA

Maximum (per AAMI), 5

入力インピーダンス

1800 to 3300Ω

出力インピーダンス

285 to 315Ω

補償15°C to 40°C°C(59° to 104°F)

動作

15°C to 40°C°C(59° to 104°F)

保存‒25°C to 70°C°C(‒13° to 158°F)

湿度

10 to 90%

光感度1mmHg

動作寿命

168hours

使用期限

5years

重量<0.0044lb

媒体接触面

Medical grade, dielectric gel

ゲルチューブ素材

Polycarbonate

環境仕様
温度

特別に設計されたシリコン微細加工のセンシング技術は、組み立てと試験のコストを最低限に抑制し、顧客の価値をより高めることが出来ます。厚膜レーザートリミングで最終校正および補償を行っております。
感度は±1%で生理学上の動作圧力範囲において精度は1%以下です。

maximum (per AAMI BP22)

機械的仕様

NPC-100およびNPC-120はセラミック基板状態でバッチ製造されており、通常またはテープ・リール形状で出荷することでお客様の自動化を手助けいたします。
この組立方法は、高品質で大量の製品を製造するために、電子産業で広く使用されている製造技術です。

パラメーター(<2 g)

単位

最小

通常

最大

追記

オフセット

mmHg

‒20020感度µV/V/mmHg

4.95

55.05

校正mmHg97.5

100102.5対称性%

̶̶±5直線性 (‒30 to 100 mmHg)

mmHg

̶̶

16直線性 (100 to 200 mmHg)% output̶̶

16

直線性 (200 to 300 mmHg)% output

̶

̶

1.5

6

オフセット温度シフトmmHg/°C

̶

̶

±0.3

3

スパン温度シフト%/°C

̶

̶

±0.1

3

応答周波数

Hz

1200

̶

̶

5応答遅れdegrees

̶

̶

5

5オフセットドリフト

mmHg/8 hrs

̶

̶

1

4,5

性能パラメーター*

0.236 in to 0.246 in(5.99 mmto 6.25 mm)

0.0875in to 0.0905 in(2.22 mm to 2.30 mm)
0.049 in to 0.052 in(1.24 mmto 1.32 mm)
0.393 in to 0.397 in(9.98mm to 10.08mm)

0.189 in to 0.192 in(4.80 mmto 4.88 mm)
Radius 0.005 in(0.13 mm)maximum
0.142 in to 0.145 in(3.61 mmto 3.68 mm)

Material is clearPolycarbonate.

0.282 in to 0.290 in(7.16 mmto 7.37 mm)

NPC-100 シリーズ圧力センサー図面
0.236 in to 0.246 in(5.99 mmto 6.25 mm)

0.0875in to 0.0905in(2.22 mmto 2.30 mm)* 1. 特に記載がない場合は、全ての値は6 VDCおよび22℃において起動後5秒後の測定値です。
2. センサーの出力は無加圧状態で、150 k Ω の抵抗を +IN と +OUTに繋いで測定しております。
3. 15℃〜40℃の温度範囲で測定。
4. 起動後20秒後から8時間のオフセット/ブリッジ電圧
5. 前もって検証していますが、製造において試験はしておりません。
6. 0から100mmHgに向かって引いた直線からの誤差
7. このセンサーはETO（エチレンオキシド）滅菌に対応しておりますが、センサーに影響がないか、実際に検証して頂く必要がございます。
‒Radius 0.005 in(0.13 mm) maximum
0.142 in to 0.145 in(3.61 mmto 3.68 mm)
0.282 in to 0.290 in(7.16 mm to 7.37 mm)

NPC-120 シリーズ圧力センサー図面

0.160 in to 0.170 in(4.06 mm to 4.32 mm)
Pressure
port
Dielectric gel
Vent hole
Polycarbonate
gel tube2
Contact pads

0.109 in to 0.119 in(2.77 mm to 3.02 mm)

0.320 in +0.010/-0.002(8.13 mm +0.25/-0.05)
0.415 in +0.010/-0.002(10.54 mm +0.25/-0.05)0.124 in to 0.126 in(3.14 mm to 3.20 mm)

Gel height+0.001 in/-0.035 in(+0.025 mm/-0.89 mm)

0.392 in to 0.397 in(9.96mmto 10.08mm)

0.049 in to 0.052 in(1.24 mm to 1.32 mm)Material is clear Polycarbonate.

2

10.017 in(0.43 mm)

1. Tolerances reﬂect typical ﬂaring during the singulation process.

10.010 in(0.25 mm)

NPC-100 Series package diagram〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

+InPinout
1 +In
2 +Out3 -Out
4 -In-Out+Out.069 in (1.75 mm)

1234

0.000 in (0 mm)

0.000 in (0 mm)

0.058 in (1.47 mm)

0.097 in (2.46 mm)
0.119 in (3.02 mm)

0.152 in (3.86 mm)
0.168 in (4.27 mm)
0.201 in (5.10 mm)
0.223 in (5.66 mm)

0.262 in (6.65 mm)-In
NPC-100 シリーズ等価回路図

注文方法

1. Tolerance on electrical pad location is ±0.010 in (±0.25 mm).
2. Contact pads are suitable for soldering.
3. Split pads on +Out and ‒Out must be connected for proper operation.
4. All dimensions assume a nominal 0.01 in (0.25 mm) distance between theedge of the solder pads to the edge of the ceramic. This distance will varyslightly from part to part.

NPC-100 シリーズ電気仕様
4.35 in (110.5 mm)

The code number to be ordered may be speciﬁed as follows:
NPC-100
NPC-120

CodeT

NPC-120 - T

Blank: Sold in 120-Up Snapstrate
Tape and reel

Typical model number

保存条件

0 in (0 mm)
4.35 in (110.5 mm)

0 in (0 mm)

開封後はリール・トレイを窒素ガス中で保存するか、クリーンルームに移して下さい。
硫黄含有材料などの腐食性材料などがない環境に保存してください。

1. Sensors are shipped as 120 UP snapstrates that must be singulated bythecustomer.
2. Each reel or plate may include units that have failed visual or electricalparameters as well as good units. Bad units are identiﬁed with a dot on thebackside of the cell location.
3. Reels and plates are shipped in dust free anti-static containers toprevent contamination of the gel surface.
NPC-100 Series shipping
Conﬁguration〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

Warranty
1RYD6HQVRUZDUUDQWVLWVSURGXFWVDJDLQVWGHIHFWVLQPDWHULDODQGZRUNPDQVKLSIRUPRQWKVIURPWKHGDWHRIVKLSPHQW3URGXFWVQRWVXEMHFWHGWRPLVXVHZLOOEHUHSDLUHGRUUHSODFHG1RYD6HQVRUUHVHUYHVWKHULJKWWRPDNHFKDQJHVZLWKRXWIXUWKHUQRWLFHWRDQ\SURGXFWVKHUHLQ1RYD6HQVRUPDNHVQRZDUUDQW\UHSUHVHQWDWLRQRUJXDUDQWHH
regarding the suitability of its products for any particular application. NovaSensor does not assume any liability arising
RXWRIWKHDSSOLFDWLRQRUXVHRIDQ\SURGXFWRUFLUFXLWDQGVSHFLÛFDOO\GLVFODLPVDQGDOOOLDELOLW\ZLWKRXWOLPLWDWLRQ
FRQVHTXHQWLDORULQFLGHQWDOGDPDJHV7KHIRUHJRLQJZDUUDQWLHVDUHH[FOXVLYHDQGLQOLHXRIDOORWKHUZDUUDQWLHVZKHWKHUZULWWHQRUDOLPSOLHGRUVWDWXWRU\1RLPSOLHGVWDWXWRU\ZDUUDQW\RUPHUFKDQWDELOLW\RUÛWQHVVIRUSDUWLFXODUSXUSRVHVKDOO
apply.

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com
AAS-920-302G

04/2018