NEW

水

水域環境 DNA 解析用ポータブル採水装置
eDNA プロジェクトでは、多くの場合、サンプルの収集に協力者の広範なネットワークが必要とされます。そのため、コンパクトで輸送しやすく、高品質のサンプルを迅速に収集するために必要なすべてを備えたサンプリングシステムを構築しました。

Open filter packet

1

Connect filter to pumpKey features

最小限のトレーニングで OK
大容量のろ過を瞬時に行う
簡単操作
自己保存型 eDNA フィルタに最適

Filter eDNA

Place filter back in bag

2水域環境 DNA 解析用採水装置

eDNA Sampler 型
eDNA Sampler 型は、水域環境 DNA の分析、解析を目的とした環境水の採取と濾過までを現場で実施可能な採水装置です。背負い式とハンドヘルド式の 2 つのモデルを用意しています。

背負い式は 1.8m~2.7m の可変長ポール(定点採水用)に取り付けられたチューブ先端を、河川や湖沼等の採取場所に配置、チューブの他端は背負い式の筐体に組み込まれたポンプに接続され、環境水をくみ上げます。くみ上げる環境水の総容積、単位時間当たりの流量上限値を設定することが可能なので、採水条件や、採水箇所ごとの生物由来物質の濃度を考慮する必要がある場
eDNA Sampler Backpack 型(背負い式)合にも有効な仕様となっています。

チューブの先端の近くにはフィルタハウジングが設けられ、くみ上げられた環境水がハウジン
グ内部に配置されたメンブランフィルタを透過することで、生物由来の物質はメンブランフィ
ルタに残留します。メンブランフィルタの孔径は 1µm、5µm の 2 種類を用意しています。このように採水と濾過を同時に行うことで、作業時間の大幅な短縮化が可能となります。

フィルタハウジングは一回限りの使い切りのパッケージとすることで、測定箇所が異なる箇所
eDNA Sampler Combo 型(ハンドヘルド式)にまたがる場合も汚染の影響を気にすることなく採取を実施できます。

特徴□ 背負い式とハンドヘルド式の 2 つのモデル□ サンプル採水から濾過まで現場で実施可能□ 背負い式小型採水装置による現場での小回りの利いた実験が可能□ 採水装置の濾過部分をディスポーザブル化することで異なる採水場所でも容易に採取を実施可能
3

採水開始・終了の操作は付属のリモートコント
ローラにより行います。採水用ポールへ取り付けることで、お手元での操作が可能です。

採水から生物由来物質の採取までの手順(背負い式)(1)採水条件（採取量、流量上限、採取時の圧力上限）を設定します。

(2)チューブ先端を採水箇所に配置します。標準の定点採水ポールの二脚を使って採水箇所に固定します。オプションの移動採水ポールを用いれば作業者が手持ちで移動しながら採水することも可能です。

定点採水ポール(可変長)

移動採水ポール(固定長、オプション)(3)チューブ先端付近にはクランプを使ってフィルタハウジングが接続されます。フィルタハウジングにはフィルタが配置されます。採水後、フィルタをピンセットで外しアンプル内に保管します。その後、DNA 解析のための PCR 実験を行います。

本体仕様
揚水量

0.1~1.4L/分

ポンプ吸引口0.25 インチ(内径)最大測定可能容量

999.9L

吸引圧力

5~14psi

容量精度

USB

2.0

GPS システム互換性

0.1L/分以上の流量で 90%以上
GNSS(GPS, Galileo, GLONASS,
BeiDou)本体重量10.89kg(背負い式)
7.35kg(ハンドヘルド式)

GPS,GLONASS 感度-167dBm

バッテリー重量

約 2.6kg

GPS 測位精度

2.5m

作業可能時間

約 4.5~6 時間

アクセサリ(別売)
eDNA Sampler Backpack 用交換フィルタパッケージ
構成品■フィルタハウジング

パッケージは■メンブランフィルタ(孔径 1µm 又は 5µm)

チャックが可能

延長チューブ■メンブランフィルタ支持シート■延長チューブ■ピンセット

ピンセット
組み込み済みのフィルタ
ハウジング
4水域環境 DNA 解析用フィルタ
サンプル汚染の可能性を低減
別のサンプリング方法では、保存のために現場でフィルタを取り外す必要があります。どのような取り扱い方法でも、コンタミネーションの可能性は高まります。自己保存型フィルタハウ
ジングを使用すれば、実験室に安全に持ち帰るまでフィルタを扱う必要がないので、研究に対する信頼性が高まります。

高い DNA 収量
自己保存型フィルタハウジングを使用した場
合、エタノールを使用する標準的な方法と比較して、1 リットルあたりの DNA 収量が約 2 倍になることが研究で証明されています。より使いやすく、より科学的に!

ノーモアエタノール
フィールドに出るための準備には時間がかかるものです。自己保存型フィルタハウジングを使えば、もうフィールドで使うエタノールのバイ
アルを用意する必要はありません。もちろん、エタノールを置いていくだけで、荷物が軽くなります。

その他のメリット

5

廃棄物の削減

生分解性

現場作業時間の短縮

Single Use eDNA Filter Packs


フィルタをあらかじめ組み込み、個別に包装しています。(汚染の可能性を低減するため）



水 1 リットル当たり、より高い DNA 収量を実現するために設計されています。



インラインフィルター、鉗子、チューブエ
クステンションがセットになっています。

一般的な eDNA フィルタリングは、重力や均一な円筒形状を利用しています。これらの設計上の欠陥はいずれも、沈殿物や非標的微粒子によるフィルタの目詰まりの原因となります。スミ
スルート社の eDNA フィルタハウジングの特別に設計された円錐形は、細胞物質の捕獲を最適化し、不要な物質の捕獲を低減します。

本体仕様
動作時真空圧0~12psi

動作温度(周辺温度)

0~40ºC

ポンプチューブの接続

0.25 インチ(内径)、0.5 インチ(外径)シリコンチューブ

フィルタ膜素材

PES

フィルタ孔径0.45µm、1.2µm、5.0µm の 3 種類から選択

減菌処理

ガンマ線殺菌はしていない(クリーンルームでの組み立て)

推奨ろ過量

1~10L

保存温度(大気中)

22ºC

ろ過前貯留

密閉式段ボール箱

ろ過後の保管お客様が指定した保存方法

満足保証
スミスルート社の eDNA フィルタは、優れた保証サービスの対象となっています。フィルタが仕様範囲内で機能しない場合(例:エア漏れ<12psi)、購入から 1 年以内であれば無料でフィルタを交換させていただきます。保証は、スミスルート社製 eDNA サンプラーシステムまたは承認されたポンプを使用してフィルタを適切に使用した場合とさせていただきます。
注:吸引チューブ内に小さくゆっくりとした気泡が発生することがありますが、これは真空圧下で溶液から溶存ガスが発生するために起こるものです(10psi 以上)。これは正常な現象であり、液漏れを示すものではありません。大きく高速で動く気泡は、通常の環境下では観察されるべきではありません。ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。
6

背負い式電撃捕魚器

Electrofisher APEX 型
エレクトロフィッシャーAPEX型は、エレクト
ロフィッシング時の出力設定の標準化を求める
ご要望にお応えして誕生した最新モデルです。
フルカラーLCDディスプレイは、出力設定を行うだけでなく、エレクトロフィッシング時の出力グラフをリアルタイムで表示し、現場で釣果の傾向を素早く分析できるようになっています。また、コントロールボックスにはGPS、USB
インターフェースを備え、記録したデータをPC等に移動することでエレクトロフィッシング時のマッピングも可能となり、最適なエレクトロフィッシングのためのフィードバックがスムー
ズになります。
APEX型は、LRシリーズの安全機能を継承しつ
つ、より細かく出力設定ができるようになりました。また、作業中に発生した警報(傾き異常、
過負荷、出力異常)はディスプレイ上でも表示できるようになりました。

特徴□ バッテリー駆動□ 高出力(400W、DC 出力時)
□ 充実の安全装置(傾斜センサ、水滴感知センサ、緊急遮断スイッチ)□ セルフテスト機能

本器の取扱いについて□ 多彩なパルス設定

本機は学術研究用に供されるもので使用には各□GPS 内蔵

都道府県知事の認可が必要になります。レジャ(USB メモリにてジオリファレンスされたデータの受けー用等に使用すると法律により罰せられますの渡し可)でご注意下さい。

7

本体仕様
使用可能電導度

10~2,150µS/cm

電源

専用小型シール鉛蓄電池

出力電圧50~1,200V(1V ステップ)

出力波形

DC、スタンダードパルス、バーストパルス

出力状態の保存

11 パターン(出力電圧及び出力波形、出力周波数、デューティ比の保存)

出力周波数

0~1,000Hz(1Hz ステップ)

デューティ比0~100%(1%ステップ)

最大出力電流40A

最大出力電力400W(DC 出力時)、47,000W(バーストパルス出力時)

過負荷保護

40A ヒューズ、回路による保護機能(過電流、温度過上昇)

通電通知

LED フラッシャーによる点滅、オーディオアラームによるビープ音

安全装置

傾斜センサ、水没センサ、アノード空中センサ、緊急遮断スイッチ

出力波形、出力電力、出力電流、出力電力、負荷率の動的プロット、位置情報、
バッテリー残量
ログ出力
最大出力電流、平均出力電流、最大出力電圧、平均出力電圧、最大出力電力、平均出力電力、(USB メモリへ自動フ バッテリー電圧、バッテリー電流、バッテリー残量、タイマー(印加時間)、出力波形、
ァイル転送)
コントロールボックス内温度、ヒートシンク温度、負荷率、位置情報、エラーメッセージ、
不具合状況
ディスプレイ表示

タイマー

0~999,999 秒

重量

約 9.23kg(本体+背負子)

バッテリー重量

約 8.2kg(24V-12Ah、標準付属品)、約 5.1kg(24V-7Ah)、約 2.8kg(24V-7Ah、リチウム)作業可能時間(100W 出力時)

約 166 分(24V-12Ah)、約 83 分(24V-7Ah)、約 68 分(24V-7Ah、リチウム)※周辺温度及びバッテリーの健康寿命で作業可能時間は異なります。
※スミスルート社製 BAT-01 Battery Analysis Tool によるテストデータです。

フルカラーLCD ディスプレイ(コントロールボックス)
ディスプレイにはリアルタイムで負荷グラフ、リアルタイムピーク出力グラフ、出力波形のアニメーション、GPS とバッテリーメータ、トリガータイマーと警報、出力設定値が表示されます。

8

背負い式電撃捕魚器

Electrofisher LR-20B 型
スミスルート社のエレクトロフィッシャー
は、何よりもまず魚を殺傷することなく安全に捕獲することを目的に開発された装置です。
LR-20B型は、LR-24型の安全機能を継承しつ
つ、Mod.12B型のようなシンプルな設定/操作を可能とした新型エレクトロフィッシャーです。エレクトロフィッシングの出力波
形は、スタンダードパルス、バーストパル
ス、DCの3種類で、これらの設定はMod.12B型と同様に全てロータリースイッチで行います。
一般によく使用されるスタンダードパルス
は195通り、バーストは2パルス、3パルスの2種類から希望の出力を選択してエレクト
ロフィッシングを行います。
このようにパルス波形や周波数を細かく調整しバッテリーの消費をおさえ有効なエレクトロフィッシングができるように設計されています。
電極コネクタは LR-24 型と同じタイプにな
LR-20B 本体+リチウムイオン電池っていますので、アノードポールやカソー
ドワイヤー、電池など共用可能です。
背負子は、日本人の体格にも合うように改善され、操作性が大幅に向上しました。

特徴□ バッテリー駆動□ 高出力(400W、DC 出力時)
□ 充実の安全装置(傾斜センサ、水滴感知センサ、緊急遮断スイッチ)

本器の取扱いについて
本機は学術研究用に供されるもので使用に□ 簡単な出力設定

は各都道府県知事の認可が必要になりま□ 日本人の体格に合った背負子

す。レジャー用等に使用すると法律により9

罰せられますのでご注意下さい。

本体仕様

安全対策

使用可能電導度

10~1,950µS/cm

電源

専用小型シール鉛蓄電池
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 500, 700, 990V
DC、スタンダードパルス、
バーストパルス
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100, 110, 120Hz

出力電圧
出力波形
出力周波数
(スタンダードパルス)
デューティ比(スタンダードパルス)
出力電力
通電通知

安全装置

ディスプレイ表示

重量
バッテリー重量
作業可能時間(100W 出力時)緊急遮断スイッチ
本体や使用者に異常が生じた時、ワンプッシュで電源

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 60, 70, 80%
400W(DC 出力時)
39,600W(バーストパルス時)
LED フ ラ ッ シャ ーに よる 点
滅、オーディオアラームによるビープ音
傾斜センサ、水没センサ、ア
ノード空中センサ、緊急遮断
スイッチ
タイマー、ヒートシンク温度、
出力電圧/電流、バッテリー電圧/電流/残量、出力波形/周波数、デューティ比、エラーメ
ッセージ(安全機能が働いた場
合)が切ることができます。

水滴感知センサ

その他

本体に水を被ったとき等

傾斜センサ

感電の恐れがある場合、本体の異常な傾きを感知すシステムが自動的に停止

ると、出力が自動で停止し

します。

ます。

アノード空中センサ

約 8.07kg(本体+背負子)

アノードポールが水中にな

約 5.1kg(24V-7Ah、標準付属品)
約 8.2kg(24V-12Ah)
約 2.8kg(24V-7Ah、リチウム)
約 83 分(24V-7Ah)
約 166 分(24V-12Ah)
約 68 分(24V-7Ah、リチウム)

い時には、電気が流れない
仕組みになっています。

出力波形エレクトロフィッシングの出力波形は、スタンダードパルス、バーストパルス、DC の 3 通りになります。水質、魚の種類や大きさに合うよう出力波形を変更できます。出力電圧や負荷率を細かく変更することで、電池の消耗を押さえることができます。

スタンダードパルス

DC
出力電圧

周期

出力電圧

荷電時間

出力周波数
=1/周期

DC
スタンダードパルス

時間

時間

バーストパルス
バースト周期

出力電圧

荷電時間
バースト
=3パルス
バースト率
=1/バースト周期

バースト

時間

10

背負い式電撃捕魚器

Electrofisher LR-24 型
スミスルート社のエレクトロフィッシャー
は捕獲した魚を再度リリースする研究目的で製作された電撃捕魚器で、魚を傷めない
ように直流や、いろいろな周期、パルス幅の交流を発生できるよう工夫されています。これは、魚が交流と直流では反応が全く異なり、直流のプラス側に向かってくる
性質を利用するためです。
LR-24型には従来のMod.12B型にはなかった
Auto-Setup機能が組み込まれ、今まで面倒だった設定を、使用する水の電導度に合わせ自動で設定できるようになっています。
使用時の安全対策として、始動時のセルフ
テスト、傾斜センサによる出力遮断、アノードが水から出ると自動的に出力遮断するなどの機能が内蔵されています。また、水中に電気が流れると、コントロールボック
スにある大型の LED が点滅し、同時にビープ音が鳴るので周りの人にわかりやすくなっています。
これらが評価されて、LR-24 型は背負い式エレクトロフィッシャーで唯一、第三者機関による製品の厳格な安全基準をクリアしてETL マークを取得しています。

特徴□ バッテリー駆動□ 高出力(400W、DC 出力時)
□ 安全装置の充実(傾斜センサ、水滴感知センサ、緊急遮断スイッチ)

本器の取扱いについて□ セルフテスト機能

本機は学術研究用に供されるもので使用に□ 多彩なパルス波形

は各都道府県知事の認可が必要になりま□ ETL(北米向け安全認証)マーク取得

す。レジャー用等に使用すると法律により罰せられますのでご注意下さい。

11

本体仕様

安全対策

使用可能電導度

10~2,150µS/cm

電源

専用小型シール鉛蓄電池

出力波形

スタンダードパルス、
バーストパルス、DC

出力電圧50~990VDC(5V ステップ)

出力電流40A(最大) 4A(100V 出力時)

出力パルス

0~120Hz 5Hzステップ

水滴感知センサ

デューティ比0~99%(1%ステップ)

本体 に水を被 ったとき等400W(DC 出力時)
39,600W(バーストパルス時)
LED フラッシャーによる点滅、
オーディオアラームによるビー
プ音
傾斜センサ、水没センサ、アノード空中センサ、緊急遮断スイッチ
最大出力電流/電圧/電力、
平均出力電流/電圧/電力、バッテリー電圧/電流/残量、タイマー、出力波形、ヒートシ
ンク温度、器内温度、エラーメ
ッセージ及び不具合状況

感電の恐れがある場合、シ

消費電力
通電通知

安全装置

ディスプレイ表示

重量

約 9.23kg(本体+背負子)

アノードポール

長さ 183cm

カソードワイヤー

長さ 300cm

バッテリー重量

約 8.2kg(24V-12Ah、標準付属品)

作業可能時間(100W 出力時)

約 83 分(24V-7Ah)
約 166 分(24V-12Ah)
約 68 分(24V-7Ah、リチウム)

緊急遮断スイッチ
本体や使用者に異常が生じた時、ワンプッシュで電源を切ることができます。

ステ ムを自動 に停止させます。

LED フラッシャー
アノー ドリングとカソ ー
ドワイ ヤー間に電気が 流
れ る と LED が 点 滅 し 、周りの 人に視覚的に知 ら
せます。

傾斜センサ
本体が前に50º、後に40º、左右に45°以上傾く(各方向10°)と、出力を止めます。

その他の機能過熱対策
デュアル出力アノードポールのハンドスイッチを瞬時に ON/OFF することで、異なる出力パルスに切り換える機能です。例えば鯰(アメリカナマズ)には、強い荷電で川床から浮かせ、浮いたところで弱い電荷に切り換えショックを和らげる方法です。

出力波形の記録
よく使う出力パルスや印加電圧を 10 通り記憶できる機能です。対象とする魚の種類や水温等の環境を記録してコントロールボックス内の温度上昇に対して保護機能があります。コントロールボックス内に 2 つの温度センサを装備し、器内温度と放熱板を監視しています。通常、器内温度が 160ºF(約 71ºC)、
放熱板の温度が 200ºF(約 93ºC)に達するとオーバーヒートとなり自動的に電源が OFF になり、電子部品の損傷を未然に防ぐ機能です。

履歴情報
さまざまな履歴情報が記録されます。不具合などを調べるのに便利です。

おくと便利です。

12アクセサリバッテリー(小型シール鉛蓄電池)
標準付属品(APEX型、LR-24型)

標準付属品(LR-20B型)

小型 24V-7Ah(5.1Kg)

標準 24V-12Ah(8.2Kg)

APEX 型、LR-24 型には 24V-12Ah、LR-20B 型には 24V-7Ah の小型シール鉛蓄電池が付属しています。

バッテリー(リチウムイオン電池)
新発売

電極は燃えにくいリン酸鉄で、独自の回路を組み込むことで過電流、過電圧、過放電、ショー
ト、温度上昇を監視した軽量で高安全性のリチ
ウムイオン電池です。
※輸送は陸送のみとなります。

日本国内のみ対応

リチウムイオン電池 24V-7Ah(2.8Kg)

充電器(小型シール鉛蓄電池用)

HC24-1.5C 型は小型シール鉛蓄電池を 5~10 時

標準付属品

間で充電します。充電状態は LED 点灯の組み合わせで確認できます。

日本国内のみ対応

HC24-1.5C 型

充電器(リチウムイオン電池用)

DC12 型と PC14 型はリチウムイオン電池を 70分で充電できる急速充電器です。充電状況は充
電コントローラの電流計(アナログタイプ)から確認できます。

左から DC 電源(DC12 型)+充電コントローラ(PC14 型)+リチウム電池
13

アノードポール
標準付属品

標準型 2 本繋ぎ
1.8m 長長尺型 2 本繋ぎ
2.7m 長アノードリング
標準付属品

小型(15cm 径)
アルミ製
リング角固定式

カソード
ワイヤー

標準型(28cm 径)
ステンレス製
リング角可変式

バッテリー
変換コネクタアノードポール
変換コネクタ大型(46cm 径)
アルミ製
リング角固定式

ひし形(37cm×20cm)
アルミ製
リング角固定式

キャリーケース

標準付属品

ワイヤー長 3m

Mod.12 型で純正バ Mod.12 型用アノー 米国航空輸送協会 ATA300 規格取得済み
ッテリーを使用時 ドポールを LR 型で 外形寸法:114×64.3×41.9cm 空重量:22.23kgに必要です。
使用するときに必要です。

14

フィッシング理論
エレクトロフィッシングの効果には、以下の 9 つのファクターが関係しています。電圧、極の形状、水の電導度、水温、川床の電導度、魚との距離、魚のサイズ及び種類、時間です。
電

圧 : 出力は、電圧に電流をかけたものです。ただし、エレクトロフィッシャーではパルス DC と言う概念があります。1 パルスの瞬時値は高くても平均出力はその 25%です。

電流タイプ : 交流
交流の電場では、魚は電流の流れている線を横断するような位置取りをして陽極と陰極にサイクルのリ
ズムで継続的に向かおうとします。電圧の上昇と共に痙攣をおこし、遂には、筋肉破壊、脳損傷を起こし、死に至らしめます。従って、交流が有効なのは、低電導度での、小さな魚に対してのみです。
直流
直流に対しては交流の場合と異なり、先ず陽極に向かって近づいていき、麻痺が来ます。これは電流麻痺と呼ばれ、交流で起ったような筋肉の収縮は起らず、魚はより速く回復します。また死亡率もずっと低くなります。
パルス直流
これは、直流を ON/OFF して得られます。このような電流に対しては、右図のように ON の時に痙攣し、OFF の時に元に戻りながら陽極に引っ張られていきます。これをガルバノタキシスといいます。スミスルート社の Programmable Output Waveforms(POW)は、このような魚の反応をもとに、
1.魚を傷めず2.バッテリーを長持ちさせ
3.かなり高い電導度の水でも有効にはたらくように
短い波長を作って、長い波長と同じ効果が期待できるように製作されています。

DC パルスと魚の動き
可変波形
スミスルート社では、新しい可変波形をつくることによって自動的に魚の損傷を防止しています。

15

電

極 : 極が大きくなればそれだけ電流が流れる(電極の径を2倍すると電流値も2倍になる)ということです。径が大きければ大きいほどエレクトロフィッシングの効果も大きくなりますが、それはそれだけ大きい発電機が必要になってしまいます。
左図は、300Vをかけた時のエレクトロフィ
ッシングに効果のある範囲を示したものですが、1cm当たり0.12から1.2Vの黒く塗った
部分です。

陰

極 : エレクトロフィッシングでは、陽極で高い
電圧降下、陰極で低い電圧降下があることが理想です。右図は3種類の陰極(陽極と同じ形状、0.5m2の格子状、10m2のネット状)について、電圧を違えて電圧降下の様子を示していますが、陽極から近い所で十分な電圧差があるのがわかります。陰極付近でも効果はあります。

水の電導度 : 水の電導度と魚体の電導度の関係が、最もエレクトロフィッシングに影響を及ぼします。いわゆる飲み水の電導度は、通常
20~2,000µS/cmの間ですが、右図a. b. c.のよ
うに魚体の電導度と水の電導度が等しい
時に、最も電気が流れます。

5.3V

2V

8V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Volt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Volt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Volt(b)魚の電導度が高い時(c)水の電送度が高い時

53mm

100mm

(a)電導度が等しい時

低電導度水 : 蒸留水の電導度は 0.5~5.0µS/cm で、エレクトロフィッシングには不向きです。無理やりでも行う場合、
1,200V の高電圧にしたり電極面積を大きくすればエレクトロフィッシングは可能ですが、多くの危険があることから現実的ではありません。
高電導度水 : 2,000µS/cm以上の水では電圧を上げると電気の通りやすい水ばかりに電気が流れてしまい、魚には流れません。そのため、低電圧/高電流にしてエレクトロフィッシングを行います。1,000µS/cm以上の水では、小さな出力では出来ませんので、LR-24型ではなく62A出力の7.5GPP型を使用します。
魚の電導度 : 通常魚肉の電導度は500~1,500µS/cmです。<例>鱒=1,220µS/cm

鱸=1,089µS/cm 鯉=870µS/cm

魚のサイズ : 魚は表面積が大きいほど、電気には敏感です水

温 : 水は温度が高くなるほど電導度が上がりますが、魚は逆で、温度が高くなるほど下がります。
鯉の場合 5ºC=2,690µS/cm 10ºC=1,840µS/cm 15ºC=1,400µS/cm 20ºC=975µS/cm 25ºC=508µS/cm

川

床 : 川床に電気を通す物が有るとエレクトロフィッシングの効果が落ちます。

16

ハンドグローブ方式電気麻酔

Electric Fish Handling Gloves
2015年冬、ご好評頂いておりますポータブル電気麻酔システムPSE型のハンドグローブ方式として新たにエレクトリックフィッシュハンドリングクローブが開発されました。
両手に専用の手袋(片方を陽極、もう片方を陰極とした)をはめ、魚の頭と尻尾を左右の手でつかむだけで一時的な麻酔にかかります。麻酔効果は両手で魚に触れている間だけで、どちらかの手を離せば直ぐに覚醒します。一般的に魚を麻酔させる方法として炭酸ガスや薬剤がありますが、エレクトリックフィッ
シュハンドリングクローブでは休薬期間や残留薬剤の影響、蘇生までの期間の魚体への影響などは気にする必要がありません。
多くの魚に対応するために、魚体の大きさや魚体の電気の通りやすさに合わせられるように出力は 5 段
階になっています。魚の動きを止めることができる
ので、測長、卵の採集、タグの埋め込みなど、手間のかかった作業を容易に行えるようになります。また、作業性を損なわないように、本体は小型で軽量、かつ防水設計になっています。電源はニッケル水素
充電池ですので、繰り返しご利用いただけます。
海水魚にも淡水魚にも有効です。

特徴□ 小型·軽量(324.5g、充電式電池含む)□ 一回の充電で最大 20 時間の長時間駆動□ 安全設計、両手で触れている間のみ通電□ 簡単な操作□ 薬剤·炭酸ガス不要

本器のご使用に際して本器は、左右の手にはめた手袋を電極として魚体に電気を流す装置です。電気が流れている手袋や魚体に素手で触れると、ごく軽度の電気刺激を受けます
ので、共同作業者も絶縁手袋などを装着するようにして下さい。

17

本体仕様

構成品

製品名

フィッシュハンドリンググローブ

電源

ニッケル水素充電池(1.2V×4 本)

出力電流5mA、10mA、15mA、20mA、25mA(出力調整スイッチにて切り替え)

出力電圧
作業可能時間最大 36V※

25mA 出力時 : 5 時間
20mA 出力時 : 6 時間
15mA 出力時 : 9 時間
10mA 出力時 : 13 時間
5mA 出力時 : 20 時間

保管温度-20ºC~+30ºC

本体寸法

10cm(幅)×14.5cm(奥行)×17cm(高さ)

本体重量324.5g(ニッケル水素充電池 4 本含む)

※電池寿命は、周囲の環境などにより変化することがあります。

A:キャリングケース、B:装着用ハーネス、C:リ
スト/アームバンド(4 本)、D:コントロールボッ
クス、E:出力ケーブル、F:絶縁手袋、G:電極手
袋、H:ニッケル水素充電池/受電器、I:英文/和文
取扱説明書

使用例

測長

タグの打ち込み

魚卵の採集

屋外にて魚体を傷つけずに捕獲

18

可搬据え置き式電撃捕魚器

Apex Electrofisher Control Box
Apex Electrofisher Control Box は、GPP シリーズの後継機です。旧モデルの出力波形は交流波形のみでしたが、この波形に加え背負い式エレクトロフィッシャーと同様のパルス波形の出力が可能となりました。また専用の GPS を備え、位置情報と出力波形、
出力電圧、出力電力、周波数などのデータを記録でき、USB メモリを介して PC に保存できます。これらのデータを Google Earth
Pro 等にマッピングすることが可能です。
出力波形はパルス及びバースト、DC、ACが用意されています。ご使用の環境に適した波形が選択できます。
Apex Electrofisher Control Box
標準付属品としてシングルフットスイッ
チ、各出力ケーブルが含まれています。

特徴□ 発電機による駆動□ 多種の出力表示□ 4 種類の出力波形

本器の取扱いについて□ 高出力(最大 7,200W)

本機は学術研究用に供されるもので使用に□ 多様な使用方法

は各都道府県知事の認可が必要になりま□ 豊富なオプション

す。レジャー用等に使用すると法律により罰せられますのでご注意下さい。

19

出力波形
新しい Apex Electrofishing Control Box の大きな利点は、GPP に見られるような「丘」や「こぶ」の連続ではな
く、水中に入る電気出力が長方形であることです。長方形の出力は、電圧、パルス幅の異なる変数を独立して変更することができ、空間的·時間的スケールでの標準化を向上させることができます。一方、GPP では、パルスが「丘」や「こぶ」のように見えるため、水中に入る各
パルスのパルス時間や電圧を独自に変更することが困難です。

例えば、右図を見ると(最後の 2 つの出力例)、GPP でレ
ンジのパーセントを 25%まで下げると、電圧はピーク値の 500 ボルトに届かなくなることが分かります。言い換GPP エレクトロフィッシャーの出力波形

えれば、各パルスの持続時間を元の長さの 1/4 にカット
すると、ピーク電圧が 500 ボルトから 300 ボルトに不注意で変わってしまうのです。また、その逆で、電圧を下げる必要がある場合は、不用意にパルス幅も下げなければなりませんでした。

Apex Electrofishing Control Box は、長期的なモニタリン
グプロジェクトを継続するために、「丘」や「こぶ」のGPP 出力パルスを模倣することが可能ですが、新しいプロジェクトには、Apex Electrofishing Control Box の長方形出力への切り替えをお勧めします。ディスプレイにはオンボードヘルプとグラフ化されたトレンドが提供

Apex Electrofisher Control Box の出力波形

され、環境条件の異なる水域間で電気出力を標準化するための情報をリアルタイムで把握できます。これにより出力標準化が進み、また、位置情報と出力データをマッピングすることにより幅広い環境での科学的·モニタリ
ングの目標達成に、より多くの柔軟性をもたらします。

オンボードサポート
周波数、デューティサイクル、電圧など、使用するものを忘れていませんか?Apex には、フィールドワークをより効果的にするためのチュートリアル、提案、ヒントを含むオンスクリーンヘルプシステムが搭載され、情報を提供しています。解決できない問題が発生した場合は、記録されたデータを素早くダウンロードしてスミスルート社に送信し、診断を行うこともできます。

20

Apex エレクトロフィッシャーのデータマッピング
Apex Electrofishing Control Box には標準で GPS が組み込まれており、エレクトロフィッシング中に全地球測位システム(GPS)座標を記録するため、手動で位置データを記録する必要がありません。GPS 座標は、コントローラの USB ポートを介して簡単にエクスポートできます。また、データには GPS の他に日付及びピーク電圧、ピーク電流、ピーク電
力、平均電圧(AC モードでは RMS 値)、平均電流(AC モードでは RMS 値)、電力(AC モードでは RMS 値)、入力電圧、
入力電流、入力電力、システム状況、出力波形、コントローラの内部温度、緯度、経度、高度が記録されます。標準
的なマッピングソフトウェアにデータを取り込むことで、プロフェッショナルな表示を作成することができます。

下の図は、Google Earth Pro に Apex エレクトロフィッシャーのデータをマッピングしたものです。

Google Earth Pro でポインターを 1 つのドットに合わせると、その時点の全データが表示されます。電気出力の標準化
は、エレクトロフィッシングの実践において大きな焦点となっています。データマッピングからわかるように、環境は動的であるため、100%の標準化を達成することは困難ですが、電気出力のばらつきや影響を与える現場での要因をよりよく理解することで、できる限り標準化するための最適な機会を提供することができます。

21

フルカラーLCD ディスプレイ
ディスプレイにはリアルタイムで負荷グラフ、リアルタイ
ムピーク出力グラフ、出力波形のアニメーション、GPS とバッテリーメータ、トリガータイマーと警報、出力設定値が表示されます。

仕様
Model

Apex Electrofisher Control Box

出力電力7,200W(出力は発電機の消費電力に依存します。)

出力電圧0~1,200VDC(1V ステップ)、0~240VAC RMS(1V ステップ)

出力周波数

1~1,000Hz(1Hz ステップ)

デューティサイクル

0~100%(1%ステップ)

出力電流80A ピーク(Low レンジ)
40A ピーク(Mid レンジ)
20A ピーク(High レンジ)
40A ピーク(AC レンジ)
24A 連続(250V)

出力波形

DC、パルス DC、バーストパルス DC、AC

波形の保存

12 種類の波形電圧、周波数、デューティサイクル、パルスタイプを保存可能

過電流保護機能

過大なピーク電流と平均電流は、損傷が発生する前にシャットダウンします

通電通知
メータ表示

赤色ライトによる点滅、オーディオアラームによるビープ音、ダイナミックプロ
ット出力波形、出力電圧、電流、電力のチャート表示。診断画面には、ピークや平均値を含むすべての入出力が表示されます。
ピーク/平均出力電流、ピーク/平均出力電圧、ピーク/平均出力電力、タイマー/
アラーム、波形設定、内部温度、エラーメッセージ、故障状況

タイマー

0〜99,999 秒、メニューで再設定可能

ユーザー設定可能なアラーム

1〜3,600 秒、カウント終了時警告あり

環境要件

動作高度 : -400~3000m
相対湿度 : 10%~90%(結露しないこと)
動作温度 : 0ºC~40ºC
保管温度 : -15ºC~50ºC

安全装置

出力インジケーター、フットスイッチ、緊急停止スイッチ

データロギング
データポート

出力ピーク・平均電圧、電流、パワー、波形、GPS 位置、
タイムスタンプ(YY/MM/DD
HH:MM:SS フォーマット)、気温、標高、タイマー
USB2.0 は、ログファイルのダウンロード、ソフトウェアやファームウェアのアップロードに対応しています。

ディスプレイ

カラー、太陽光で読みやすい 5 インチディスプレイ

入力電源

240VAC 50/60Hz 30A 以下

寸法/重量52.07cm(W)×30.48cm(H)×44.45cm(D) / 24.04kg

22

電撃捕魚器用ボート

Electrofisher Boat
スミスルート社の純正ボートには二種類あり、H 型は浅底ソリ型船、EH 型は耐波 V字型船です。
H 型 E : 4.2m, 4.8m, 5.4m 3 種類
EH 型 : 5.4m, 6.3m 2 種類
いずれも衝撃に強くて丈夫で、錆びないア
ルミ製で二重溶接などの完全溶接がしてあります。水面に対する角度は H 型では 6º、EH 型は 20º になっています。この他に手押しボートや既製ボート(カタラフトやゴムボート)に対応するよう下記の標準装備以
外にも個別に応じております。

発電機
ケーラー発電機をカスタマイズしてフィッ
シング力を最大にし、バッテリー充電を可能にしたり、照明電源がとれるようにしています。また、発電機を水冷にするよう、船内の取水ラインを設けてあります。

魚倉タンク
縁取りが完全に溶接されたアルミ製で蓋は腰掛けができる強度があります。
タンクは魚の出し入れが夜でも容易にできるように四隅にランプがついています。常に新鮮な水がポンプアップされ、エアレーションがされているので魚がたくさん入っても酸欠にならなりよう注意が払われています。

ステアリング及び GPP コンソールボックス
GPP エレクトロフィッシャーとボート操作装
置は、中心のコンソールに集まっています。
コンソールを前に倒せば全ステアリング、ス
イッチ、ブレーカー、配線板に簡単に手が届きます。配線にはラベルがつき船全体の回路図が貼られて、一見して把握できるようになっています。

エンジンの特徴:• 電気及び燃料システムは沿岸警備隊安全
基準に適合
• 熱交換
• 電動式燃料ポンプ• フライホイルガード• 自動チョーク
• 高水温及び高排気の排気弁• オイルドレインバルブ• 使い捨てオイルフィルター

発電機用ハウジング
耐熱性防音材を使っています。大きな冷却ファンは、ハ
ウジングを通って気流を循環します。上部の蓋のヒンジを倒した時、12 ボルトの常夜灯が点灯します。蓋を閉じたとき、椅子の役割を果たします。調整式の椅子は回転して調整できます。

23

自動ビルジポンプコンソールに搭載されたスイッチで、ポンプの操作を行えます。ポンプは、全開時 1,500 ガロン/毎時の能力を有しています。

ライト

フロート

航行と安全の為のライトシス
テムです。
特徴は
• ハロゲンヘッドライト
• 航行灯
• 作業灯
• デッキ照明• 船尾灯

デッキ下左右に万一に備えてフロートが収容されています。万
一の浸水に対処する為のフロー
トです。

作業デッキ
電撃フィッシングの為に広くて安全な作業場を確保してあります。デッキは魚が捕りやすく、重心を低くする中央になるよう舷縁トップの下にあります。作業場は、数人が快適に作業できるよう十分な広さがあります。また、安全な足場を確保する為にドライデッキマットを敷いてあります。デッキにはフィッシング担当用フットスイッチがありますが、それを ON/OFF する為の操舵コンソール ON/OFF ス
イッチがあります。
大きなドライ保管スペースのあるデッキコンパー
トメントは、ロッキングドアで隔離されており(SR-14H を除いて)、米国労働安全衛生庁(OSHA)基準を満たしています。
カソードアレイ
低電導度水や電極間の電界が弱い水の場合に使用するオプションです。H 型ボートでは、本体とは絶縁されています。

ブーム
標準ブーム(ポール)は、船首クラッチに取り付けられています。このクラッチでブームは 0 から 180 度
動かすことができます。ブームは安全レイルに取り付けられた調整保持チェーンによって上げ下げができます。

バッテリー及び充電システム
GPP 発電機による 40 アンペア充電システ
ムのほか、緊急用船外モータによる充電が可能なシステムが装備されています。
損傷を防ぐためにバッテリーは隔離されています。バッテリー上部の収納場所は、消火器と他の小さなアイテムが入っています。

電極
スミスルート社の電撃
補魚ボートには、一対の SAA-6 型電極アレイが標準装備品として付属します。
このアレイは直径 30 から 91cm まで可変可能な 6 本のステンレス鋼
製 ワ イ ヤ ー (ド ロ ッ パ
ー ケ ー ブ ル )を 特 徴 とします。
ドロッパーは 90cm まで水に沈めることができ、ブームに取り付ける為に真鍮製のクイック接続機構と脱落防止用の安全ひもを装備しています。
AUA-6 型電極アレイにもアップグレードできます。

24

アクセサリブーム
ブーム(ポール)には標準タイプと高電流用の 2 つの基本的なモデルがあります。標準ブームは長さ 2.4m で直径が 3.8cm と 4.5cm の 2 種類あります。
高電流用ブームは 9.0GPP 型専用です。
この他にも小型ボートでも使用できるよう軽量タイプもあります。

ブームキット(高電流用/標準タイプ)

ライトデューティブームキット(軽量タイプ)

フットスイッチ
フットスイッチはシングルとダブルの 2 種類を用意しています。

シングルフットスイッチ

ブームインターコネクトボックス
2.5 及び 5.0GPP エレクトロフィッシャーとブームを繋ぐための端子台です。
ブームキット又はライトデューティブームキットに標準装備されています。

ジャンクションボックス
SR-6 型又は SR-7 型平底手押し運搬ボートで GPP エレクトロフィッシャー及びVVP-15B 可変電圧電撃捕魚器を搭載する場合に必要なジャンクションボックスです。アノードポールは最大 3 本接続できます。

25

ダブルフットスイッチ

電極アレイ
スミスルート社の電極ブーム(ポール)は、全て一電極アレ
イをつけて一対で使用します。電極アレイは、ステンレ
ス鋼製ワイヤー(ドロッパーケーブル)を 6 本有し、ブームに取り付ける為のクイック脱着機構と脱落防止の安全ひもが付いています。また、保管のためにコンパクトなパッケージに折りたためる機構になっています。

AUA-6 型可変電極アレイ
このアレイは、耐久性と長寿命を目的に設計されています。直径は 15 から107cm まで可変タイプで、6 本のドロッパーケーブルを有しています。また、ドロッパーケーブルは90cm まで水に沈められます。他のアレイと共通の接続機構の為、スミスルート社のブームに互換性があります。

アレイマルチプラーキット
AUA-6 型及び SAA-6 型、LPA-6型の電極アレイを 6 本から 18
本のドロッパーケーブルに変
更する為のキットです。ドロッパーを増やすことで、低電
導度水や電極間の電界がそれほど強くない場合でも効率よ
く負荷をかけられます。

アレイドロッパーエキスパ
ンダー
AUA-6 型 及 び SAA-6 型 、LPA-6 型アレイに取り付けることで、電撃補魚の能力を向上させるものです。サイズは、
直径 3.8cm で長さは 61cm、91cm の 2 種類あります。電極
アレイは別売りになります。

SAA-6 型可変電極アレイ
この中程度のアレイは、30cm か ら 直
径 91cm まで拡大する 6 本のステンレス
鋼ドロッパー
ケーブルを特徴とします。
ドロッパーケー ブ ル は90cm ま で 水に沈められます。スミスルート社のブームに互換性があります。
LPA 型軽量
電極アレイ
この軽量アレイは、軽量ブーム
のみに取り付けられるよう設計
されています。
浅瀬での操作を目的としています。6 本のドロッパーケーブルを有し、直径91cm あ り ま すが、保管や携帯性を高める為にコンパクトなパッケージに折りたためます。

クイック接続アダプター
スミスルート社製電極アレイを他のブームで使用するための接続アダプターキットです。5cm のエンドキャップにどんなブームにでも簡単に付けられます

本カタログの機器の仕様は、予告無く変更する場合があります。最新の情報は、ホームページ
https://www.k-engineering.co.jp で随時紹介していますので、是非アクセス願います。
26

日本総代理店

ケ ー･エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社〒 111-0053
Homepage

東京都台東区浅草橋 5-2-12 TEL.03-5820-8170 FAX.03-5820-8172
https://www.k-engineering.co.jp
E-mail : sales@k-engineering.co.jp