小型キャピラリー電気泳動シーケンサー
アカデミア新年度応援キャンペーン
日立小型キャピラリー電気泳動シーケンサー「 DS3000 」は4 本キャピラリーを搭載した DNA 配列決定、フラグメント解析に対応した卓上シーケンサーです。消耗品のカートリッジ化とダイレクトポリマー充填機構による多種少数検体の短時間測定、パネルコンピュータとレーザーダイオード採用による省設置スペース、そして遠隔モニタリングシステムによる利便性の大幅向上を実現しています。
新年度応援キャンペーンとして教育機関ならびに研究機関向けに期間限定の特別価格でご提案させていただきます。ぜひ、この機会にご検討ください。

手軽に使えて小型で便利なDNAシーケンサー
コンパクトなデザインで、設置スぺースを節約！
シーケンシング解析とフラグメント解析を手軽に行うことができます。

SimpleSmartUsability

小型キャピラリー電気泳動シーケンサー

直観的で使いやすいタッチパネルスクリーン

装置内に設置しやすいカートリッジ方式を採用した消耗品

設置スペースを節約するコンパクトなデザイン

DS3000Compact CE Sequencer《 アカデミア向け特別ご提案価格 》

6,800,000円
6,800,000（ 据 付 費 含 む 消費税別）
消費税別）
5 , 2 0 0 , 0 0 0 円（据付費含む
5,200,000

特 別ご提 案 期 間：2 0 2 4 年 5 月 2 7 日から 2 0 2 4 年 9 月末ご注 文 受 付 分まで【 構成品 】

・Base and Retainer, 8-well tubes x1

・装置本体 ・Capillary Cartridge x1 ・Buffer Cartridge kit x1

・Retainer, Cathode Buffer Cartridge x1

・Polymer Cartridge kit x1 ・Septa CBC x1 、Septa 8-well tube x1※解析用 PC・二次解析ソフトウェアは含まれておりません。

測 定 例［シー ケンシング解 析 ］

測 定 例［フラグメント解 析 ］※別売りの二次元解析ソフト（ GeneMarker HID ）で描画掲載

DS3000 の主な仕様■ 本体仕様項目内容

キャピラリー数4本

キャピラリー長36 cm

サンプルトレイ

8連チューブ×4

装置制御

タッチパネルPC

同時検出

6色

アプリケーション

シーケンシング解析/フラグメント解析

サイズ

400（W）
×600（D）
×600（H）mm

重量45 kg

性能保証温度

15 – 30 ℃

性能保証湿度

20 – 80％ RH（結露しないこと）

電源

100 – 240 ±10％ VAC、50/60 Hz

定格電力

260 VA

対応二次解析ソフトウェア

・Mutation Surveyor（SoftGenetics 社製 別売り）
・GeneMarker（SoftGenetics 社製 別売り）
・GeneMarker HID（SoftGenetics 社製 別売り）

■ランモジュール仕様
ランモジュール

アプリケーション

ポリマータイプ

読取塩基長 ※1
（QV20 CRL）

平均ランタイム（分）

Fast_Sequence36_Polymer7

シーケンシング解析

Polymer7

侒600

侑32

Standard_Sequence36_Polymer7

シーケンシング解析

Polymer7

侒700

侑60

BDx_Fast_Sequence36_Polymer7

BDx シーケンシング解析※2Polymer7

侒600

侑32

BDx_Standard_Sequence36_Polymer7 BDx シーケンシング解析※2Polymer7

侒700

侑60

ポリマータイプ※3
平均ランタイム サイジング精度（50 – 400 bp）（分）

ランモジュール

アプリケーション

Fragment_Analysis36_Polymer7

フラグメント解析

Polymer7

侑35NA

Fragment_Analysis36_Polymer4

フラグメント解析

Polymer4

侑44<0.16■ 消耗品仕様
品名

パーツナンバー

内容

使用上限回数備考

Capillary Cartridge 36 cm

613-0330

1個

300インジェクション/個

保管温度：15 – 30 ℃

Buffer613-0252

Anode Buffer Cartridge × 2 個
Cathode Buffer Cartridge × 2 個

80インジェクション/個

保管温度：2 – 10 ℃

Polymer7613-0251

Cartridge× 4 個16インジェクション/個

保管温度：2 – 10 ℃

613-0291

Cartridge× 4 個24インジェクション/個

保管温度：2 – 10 ℃

613-0250

Cartridge× 4 個

16インジェクション/個

保管温度：2 – 10 ℃

613-0290

Cartridge× 4 個

24インジェクション/個

保管温度：2 – 10 ℃

Septa for Cathode Buffer Cartridge

613-7231

10 個

都度交換

Retainer for Cathode Buffer Cartridge

613-7233

4個-

Septa for 8 well tubes

613-7230

24 個

都度交換

Base and Retainer for 8 well tubes

613-7232

4個-

Anode Electrode Assembly

613-7263

1個-Polymer4※１．
読取塩基長（QV20 CRL）はApplied Biosystems™ BigDye™ Terminator v3.1 Sequencing Standard Kit（サーモフィッシャーサイエンティフィック社製：別売り）を用いて検証されています。
※２．
BDxシーケンシング解析はサーモフィッシャーサイエンティフィック社のApplied Biosystems™BigDye XTerminator™ Purification Kitを用いて精製したサンプルの解析モジュールです。
※３．
サイジング精度（50 – 400 bp）はPowerPlex™ ESI17 Fast Allelic Ladder MixとWEN ILS 500 ESS（Promega社製：別売り）を用いて検証されています。

・本カタログに記載のデータは測定例を示すもので、数値の保証をするものではありません。
・本カタログの画面は、はめ込みです。
・本製品は研究用であり、薬機法に基づく医療機器として承認・認証等を受けた機器ではありません。診断目的およびその手続き上での使用はできません。
・本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。
・Applied Biosystems™ 、BigDye™ 、BigDye XTerminator™ はサーモフィッシャーサイエンティフィックの商標です。
・Promega ® はPromega Corporation の登録商標であり、PowerPlex™ はPromega Corporation の商標です。

安全に関するご注意
本社 〒105-6409 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
TEL:（03）3504-5768
E-mail : hhtgene.aj@hitachi-hightech.com●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
お問い合わせは̶̶www.hitachi-hightech.com/jp/ja/lm/3504-7211

本社 〒105-6411 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー
TEL:（080）1172-7021●このカタログに掲載した製品は、改善のため外観または仕様の一部を予告なく変更することがあります。
●Copyright(C) Hitachi High-Tech Corporation 2024 All rights reserved.

HTB-3072024.5