〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPA

表面実装型
圧力センサー

NPAシリーズ表面実装型圧力センサー は特徴
非常に小さいにもかかわらず、校正されたコストパフォーマンスの高い出力を提供します。 • 表面実装型
SOIC14ピンによる表面実装で取り付けることが• 差圧・ゲージ圧・絶対圧可能で、ゲージ圧・絶対圧・差圧モデルを選択することが可能です。出力はmV・アンプ増幅• 圧力範囲 10inchH 2 O ~ 30 PSI
アナログ出力・デジタル出力を選択可能です。
• 出力タイプ アンプ増幅出力、mV出力
PCB基板実装用です。テープとリールの形でデジタルシリアル14bit出力・デジタルI²C出力
シンプルな梱包で発送いたします。
• オンチップ温度センサー（デジタル）• 動作温度範囲 -40℃〜125℃• 総合精度誤差±1.5% FSO以下• 過負荷耐圧60 psi

NPAシリーズ仕様

パラメーター値単位

追記

動作温度範囲-40 to +125°C-40 to +257°F

補償温度範囲0 to 60°C+32 to +157°F

保存温度範囲-40 to +125°C-40 to +257°F~1grams

環境仕様
温度範囲

機械仕様
重量
媒体互換性
正圧側ポート（差圧・ゲージ圧） 基板材料との相性次第
負圧側ポート（差圧）1乾燥ガス

追記 1. 基盤材料は 熱硬化性プラスチック、シリコン、エポキシ樹脂、RTV、パイレックスガラスです。

パラメーター

単位最小%FSO

-1.5

通常最大

追記

通常パラメーター
精度（総合精度誤差）
過負荷耐圧 (10”H2O 〜 1 psi)

過負荷耐圧 (5 psi 〜 30 psi)

psi

5psi

60

最大パッケージ圧力60

圧力範囲

型番

1.5

10” H 2O

励起電圧

最小/最大30 psi

追記NPA-100

1.5mA

NPA 未補償 mV出力

NPA-300

3.3V3.135 V to 3.465 V

NPA 低パワーアンプ増幅アナログ出力

NPA-500

5.0V

4.75 V to 5.25 V

NPA アンプ増幅アナログ出力

NPA-600

5.0V *

4.75 V to 5.25 V

NPA デジタルシリアル出力

NPA-700

5.0V *

4.75 V to 5.25 V

NPA デジタル I2C出力* 3.3Vオプションあり、詳細はお問い合わせ下さい。

NPAシリーズ
パラメーター

アンプ内蔵アナログ出力
単位

最小

オフセット

Volts

0.44

スパン (絶対圧/ゲージ圧)

Volts

最大性能 (5 V)
0.56
4性能(3.3V)
オフセット

Volts

スパン（絶対圧/ゲージ圧）

Volts

0.46

0.54
2.5

標準等価回路図

等価回路図はレシオメトリック電圧出力の物と同じです。
V supply +2.7 to +5.5V

V supply +5 to +5.5V
J107123NPA
S ensor

41411321231156 VSS

V gate 10V DD
S IG

70.1µF

14NPAS ensor

4596 VSS

V out

813120.1µF

11V gagate
te 107V DD
S IG

9V out

8G round

レシオメトリック電圧出力 - Standard NPA

レシオメトリック電圧出力（過電圧保護） - リクエスト次第

V supply +5.5 to +30V
MMBF4392
12314NPAS ensor

456 VSS
7131211V gate 10
V DD
S IG

980.1µF
V out

G round

絶対電圧出力-リクエスト次第

G round

NPA 出力ピン
ピン
#

アンプ増幅
アナログ

機能説明

1--

2--

3NC

Do Not Connect

4NC

Do Not Connect

5--

6VSS7--

8SIG

Analog Out, Calibration Interface

9VDD

Supply Voltage

10--

11NC

Do Not Connect

12NC

Do Not Connect

13--

14--

Ground Supply

デジタルシリアル14 bit出力
パラメーター単位

最小通常最大追記

性能
解像度

ADC

14bit

サンプリングレート

kHz

116383steps

デジタル出力ストリーミングシリアル出力はフルスケールスパンに比例した14bitの数値です。

Zacwire̶Digital Output (NOM) Bridge Readings

Zacwire̶Digital Output (NOM) Bridge Readings with Temperature Option

NPA 出力ピン
ピン#アンプ増幅デジタルシリアル

機能説明

1--

2--

3NC

Do Not Connect

4NC

Do Not Connect

5--

6VSS

7--

8SIG

Digital Out, Calibration Interface

9VDD

Supply Voltage

10--

11NCDo Not Connect

12NC

Do Not Connect13--14--Ground Supply

Digital I 2C出力パラメーター

単位最小通常最大追記性能Resolution (ADC)bit

14I2C Slave Address

16383 steps

0x28

Sampling RatekHz

I2C Bit Ratekbits/s

2100

I2C Mode400
UpdateDigital I 2C 更新モードによる出力

I 2C 回路図 NPA 出力ピン
Pin
#Digital I 2C

Function Notes

1--2--

3NC

Do Not Connect

4NC

Do Not Connect

5--

6VSS

Ground Supply

7VDD

Supply Voltage

8SDA

Serial Data, Calibration Interface

9SCL

Serial Clock, Calibration Interface

10--11NC

Do Not Connect

12NCDo Not Connect13--14--

I2C 回路図 NPA 出力ピン5未補償mV出力
性能
10 “H 20 〜 1 psi
最小通常最大追記単位圧力範囲

psi

0.36 to 1

励起mA

1.5

入力インピーダンスΩ

5000±20%

5000±20%

出力インピーダンスΩ

5000±20%

5000±20%

オフセット出力mV± 75±10

フルスケール出力mV

40 to 120

10”H 2 075 to 135

1 psi
BFSL

10”H 2O = 2.5KPa

10 VDC 最大最小通常
1.0100 to 166

%FSO

±0.25

圧力ヒステリシス%FSO±0.20±0.15

ゼロ点における温度係数µV/ V / °C

±30±20

抵抗温度係数% /°C

0.290.38

温度係数精度%FSO/°C-0.2-0.19

ゼロ点における温度ヒステリシス%FSO±0.15±0.2

姿勢特性%FSO

0.2

N/A

Pin#Uncalibrated
mV

1--

2--

3VN

Sensor Interface Negative Output

4VSSP

Sensor Interface Ground

5--

6NC

7--

8NC

Do Not Connect

9NC

Do Not Connect

10--

11VP

Sensor Interface Positive Output

12VDDP

Sensor Interface Positive Excitation

13--

14--

Function Notes

Do Not Connect

最大追記

5 to 30

直線性NPA 出力ピン65 psi 〜 30 psi

パラメーター±0.25

10 VDC
最大5 psi to 30psi

マニホールド図面(寸法 mm)

ポートなし図面 (寸法 mm)

ポートあり図面

推奨チューブ口径 内径 3/32” 、外径7/32”
壁厚 1/16”(寸法 mm)1 Barb Port ̶ Request Required

推奨 PCB 基板パターン

Package Leadframe Material: Alloy 194, NiPdAu Plated
7注文方法モデルNPA

型番 詳細
100
300
500
600
601
700

NPA -mV Output, Ratiometric Uncalibrated Sensor***
Zacwire ̶Digital Serial Output, Calibrated Sensor, 2 byte
Zacwire ̶Digital Serial Output, Calibrated Sensor, 3 byte
I2C - Digital Output, Calibrated Sensor, 2 byte
型番ポート形状M
1 manifold port for Gauge and Absolute pressure types
B
2 barbed ports for Gauge, Absolute and Diﬀerential pressure types**
NNon ported ***型番 圧力範囲10W 10”H 2O (2.5 KPa)
001
1 PSI
(7 KPa)005
5 PSI(35 KPa)
015
15 PSI (100 KPa)
030
30 PSI (200 KPa)
Code Pressure Type
GGaugeDDiﬀerential
A*Absolute-追記: * 絶対圧の圧力範囲は 15 PSIA と 30 PSIA のみです。
** 1 ポートへのカスタマイズについてはお問い合わせ下さい。
*** NPA-100N-XXXG はNPA-100N-XXXDの代わりに注文することが出来ます。
• 圧力範囲のカスタマイズに関してはお問い合わせ下さい。
• 詳細についてはアプリケーションガイド 910-289を参照してください。
• 製品はRoHS:2010 に準拠しています。
NPA
Qty/Tube

ポートあり
42 Units

マニホールド42 Units

ポートなし
42 Units

Qty/Reel

300 Units

448 Units

896 Units

Qty/Carton

1800 Units

2688 Units5376 Units

Qty/Reel/Carton

6 Reels

6 Reels

6 Reels

保証

NovaSensorは、製造日から１２ヶ月間、材料及び製造上の欠陥に対して製品を保証します。出荷後誤用されていなければ、修理または交換対応いたします。我々は本書を予告なく変更する権利を持ちます。我々は、特定のアプリケーションに対する製品の適合性に関する保証や保証の表明はいたしません。我々は、製品の利用に起因するいかなる責任も負いません。また、必然的または偶発的を問わず責任を負いません。前述の保証は、書面、口頭、暗示、法令のいずての他の全ての保証に排他的なものです。特定の目的のための暗黙の法定保証または商品保証は適用されません。

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com