小型低圧・微圧圧力センサー
微圧 (1B_L1B JO)0_JO)0 センサー

㻹㻰㻯㼄特徴• _1B JO)0 、_L1B JO)0 圧力範囲
• 対応圧力ポートボリューム• 温度補正• ゼロ及びスパン較正済み

応用分野

info@all-device.com• 医療機器• 環境制御関連• HVAC

概要

https://all-device.com/

ミリボルト出力圧力センサーは出力オフセットやコモンモード誤差を軽減するために独自技術に基づいています。
このモデルはより良い出力オフセット特徴を持つ較正ミリボルト出力を提供します。温度、ウォームアップへの安定性、長期安定性、姿勢特性の変化に伴う出力オフセット誤差は従来の補正方法に比べ全て大きく軽減されています。
このセンサーは微細加工されたシリコンや、圧力集中を高めた構造により、圧力測定時の理想的な直線出力を提供するために有効活用されています。
これらの較正および温度補正されたセンサーは広範囲の温度変化において正確で安定した出力を提供します。

Fax：047-489-5940

このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食的、不活性ガスに使われる事を目的としています。

電話：047-489-5939

出力は電源に対して比例しています。最大16ボルトDCにおいて駆動するよう設計されています。

動作回路

入力抵抗

4.5 k ohm

出力抵抗1.5 k ohm

オールデバイス株式会社+Vsupply
3+ Voutput
2-Voutput
4-Vsupply
1All Sensors

DS-0108 Rev A


㻹㻰㻯㼄
基本仕様

環境仕様

供給電圧 (Vs温度範囲 16 Vdc

コモンモード圧力

10 psig L1B

補償温度範囲

0 _ 50(70)° C

250°C

動作温度範囲-25 _ 85° C

保存温度範囲-40 _ 125° C

最大湿度

0 _ 95% RH

リード線耐久温度(はんだ付け時間2〜4秒)(結露なきこと)

標準圧力範囲Single in Line Packages-SIP

ポート

ポート（同じ側）ポート（反対側）

型式型式

圧力範囲

圧力範囲

0 - 1 “H2O

0 - 1B

2 INCH-G-MV-MINI

0 - 2 “H2O

0 - 1B

2 INCH-D1-MV-MINI

2 INCH-D2-MV-MINI

5 INCH-G-MV-MINI

0 - 5 “H2O

0 - L1B

5 INCH-D1-MV-MINI

5 INCH-D2-MV-MINI

10 INCH-G-MV-MINI

0 - 10 “H2O

0 - L1B

10 INCH-D1-MV-MINI

10 INCH-D2-MV-MINI

20 INCH-G-MV-MINI

0 - 20 “H2O

0 - L1B

20 INCH-D1-MV-MINI

20 INCH-D2-MV-MINI

30 INCH-G-MV-MINI

0 - 30 “H2O

0 - L1B

30 INCH-D1-MV-MINI

30 INCH-D2-MV-MINI

型式

米国単位

国際単位

1 INCH-D2-MV-MINI

Dual in Line Packages
定格圧力

定格圧力

2ポート（同じ側）

2ポート（反対側）

国際単位型式

型式

2 INCH-GDIP-MV-MINI

0 - 2 “H2O

0 - 1B

2 INCH-D1DIP-MV-MINI

2 INCH-D2DIP-MV-MINI

5 INCH-GDIP-MV-MINI

0 - 5 “H2O

0 - L1B

5 INCH-D1DIP-MV-MINI

5 INCH-D2DIP-MV-MINI

10 INCH-GDIP-MV-MINI

0 - 10 “H2O

0 - L1B

10 INCH-D1DIP-MV-MINI

10 INCH-D2DIP-MV-MINI

20 INCH-GDIP-MV-MINI

0 - 20 “H2O

0 - L1B

20 INCH-D1DIP-MV-MINI

20 INCH-D2DIP-MV-MINI

30 INCH-GDIP-MV-MINI

0 - 30 “H2O

0 - L1B

30 INCH-D1DIP-MV-MINI

30 INCH-D2DIP-MV-MINI

1ポート
型式

米国単位

1 INCH-D2-MV-MINIの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧
スパン出力, 1 “H2Oにて, 追記 5

定格

最大1.08.0

単位“H2O

12.0mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて±500mV

オフセット温度影響（0℃〜50℃）,追記2±250

uV

オフセットウォームアップシフト, 追記3±100

uV

オフセット姿勢特性（1g）±50uV

オフセット長期安定性

±200

uV

0.25%fs±300

uV

直線性, 再現性誤差, 追記 4
スパンシフト (0°C-50°C), 1 “H2Oにて, 追記 2100.05

MiniatureLowPressureSensors㻹㻰㻯㼄
2 INCH-Dx-MV-MINIの特性仕様
動作領域, 差圧スパン出力, 2 “H2Oにて, 追記 5

最大9.0

10.011.0mVmV

4.018.0

単位
“H2O

2.0

動作領域, 差圧出力スパン,4 “H2Oにて, 追記 5

定格22.0mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

±500

uV

オフセット温度影響（0℃〜50℃）,追記2±250uV

20.0

オフセットウォームアップシフト, 追記3±100uV

オフセット姿勢特性（1g）±50uV

オフセット長期安定性±200uV

0.25%fs±200uV

最大単位

直線性, 再現性誤差, 追記 40.05

スパンシフト (0°C-50°C), 2 “H2Oにて, 追記 2

info@all-device.com

最小https://all-device.com/

パラメータ, 追記 1

5 INCH-Dx-MV-MINIの特性仕様
動作領域, 差圧スパン出力, 追記5定格
5.021.0mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて

±500

uV

オフセット温度影響（0℃〜50℃）,追記2±150uV

オフセットウォームアップシフト, 追記3±50uV

オフセット姿勢特性（1g）±10uV

オフセット長期安定性（1 年）

±100

uV

0.25%fs±200uV

最大単位19.0

直線性, 再現性誤差, 追記 4

20.0“H2O0.05

スパンシフト (0°C-50°C), 追記 2

Fax：047-489-5940

最小電話：047-489-5939

パラメータ, 追記 1

10 INCH-Dx-MV-MINIの特性仕様
最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5定格
10.021.0mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて±500

uV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2±150uV

オフセットウォームアップシフト, 追記3±50uV

オフセット姿勢特性（1g）±5uV

オフセット長期安定性（1年)±100uV

0.25%fs±200uV

19.0

直線性, 再現性誤差, 追記 4

0.05

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

All Sensors

20.0

“H2O

オールデバイス株式会社

パラメータ, 追記 1DS-0108 Rev A
㻹㻰㻯㼄
20 INCH-Dx-MV-MINIの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧スパン出力, 追記5定格

最大5.0単位“H2O

21.0mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて±500

uV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2±150uV

オフセットウォームアップシフト, 追記3±50uV

オフセット姿勢特性 H±5uV±100uV0.25%fs±200uV

最大単位

19.020.0

オフセット長期安定性(1年)直線性, 再現性誤差, 追記 40.05

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

30 INCH-Dx-MV-MINIの特性仕様
パラメータ, 追記 1

最小動作領域, 差圧
スパン出力, 追記5

定格

“H2O

30.021.0mV

オフセット電圧,ゼロ点差圧にて±500uV

オフセット温度影響（0℃〜70℃）,追記2±150uV

オフセットウォームアップシフト, 追記3±50uV

オフセット姿勢特性（1g）±5uV

オフセット長期安定性（1 年）±100uV

0.25%fs±200uV

直線性, 再現性誤差, 追記 4

19.0

20.00.05

スパンシフト (0°C-70°C), 追記 2

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、定格フルスケール圧力と室温に関して 全てのパラ メータは 12.0 ボルト の励起電圧で測定されています。
圧力測定はポート B にかかる正圧で す。
追記 2: シフトは25℃時を参考にしています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の 1 時間によるものです。
追記 4: ベストフィットストレートラインを使用した定格圧力フルスケールの 12 を 測定したも のです。
追記 5: フルスケール圧力でのオフセット電圧にかかる電圧です。

MiniatureLowPressureSensors


㻹㻰㻯㼄

図面
Dual in Line (SDXL)**

Two Pressure Port Same Sidepin 1: +Vout
pin 2: gnd
pin 3: -Vout
pin 5: Vsupply

info@all-device.com

0.280
(7.1)

0.50
(12.7)
6 5 40.62(15.7)

Pin 1 2 30.080 O.D.
(2.00)

https://all-device.com/0.10Typical(2.54)

Dual in Line (DIP)

電話：047-489-5939

Fax：047-489-5940

Two Pressure Port Two Sides**SDXL ORDERING INFORMATION

ポート（同じ側）ポート（反対側）

定格圧力

定格圧力

2 INCH-GDIP-MV-SDXL

0 - 2 “H2O

0 - 1B

2 INCH-D1DIP-MV-SDXL

2 INCH-D2DIP-MV-SDXL

5 INCH-GDIP-MV-SDXL

0 - 5 “H2O

0 - L1B

5 INCH-D1DIP-MV-SDXL

5 INCH-D2DIP-MV-SDXL

10 INCH-GDIP-MV-SDXL

0 - 10 “H2O

0 - L1B

10 INCH-D1DIP-MV-SDXL

10 INCH-D2DIP-MV-SDXL

20 INCH-GDIP-MV-SDXL

0 - 20 “H2O

0 - L1B

20 INCH-D1DIP-MV-SDXL

20 INCH-D2DIP-MV-SDXL

30 INCH-GDIP-MV-SDXL

0 - 30 “H2O

0 - L1B

30 INCH-D1DIP-MV-SDXL

30 INCH-D2DIP-MV-SDXL

型式

All Sensors

米国単位

国際単位型式

型式

オールデバイス株式会社

ポートDS-0108 Rev A