Wireless Illuminance UV Recorder RTR-574は照度/紫外線強度/温度/湿度を一定間隔で測定・記録する無線通信対応のデータロガーです。
親機との無線通信によって記録データを吸い上げ、パソコン上でのグラフ表示、データ解析、保存、ネットワーク上でのデータ共有などが可能です。

RTR-574 / RTR-574-S
取扱説明書

RTR-574は子機です。親機がないと無線通信による機能はご利用になれません。
（対応親機：RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM）

お買い上げありがとうございます。
本書をお読みいただき正しくご使用ください。

各部の名称

RTR-574パッケージ内容

照度紫外線センサ 温湿度センサ
ISA-3151
THA-3151

RTR-574-Sパッケージ内容

単3アルカリ電池

USB Mini-B
通信ケーブル
US-15C③④

Temperature Humidity Sensor

RTR-574

照度紫外線センサ 高精度温湿度
ISA-3151
センサ
SHA-3151

単3アルカリ電池

USB Mini-B
通信ケーブル
US-15C取扱説明書一式（保証書含む）親機の準備・設定が済んでからRTR-574 （子機）の準備をしてください。

液晶画面のみかた①

1. 電池をセットします。

電池フタをはずし、+/-を間違えないように正しくセットしてください。
電池フタは確実に閉じてください。

① RECマーク

照度紫外線センサ、温湿度センサは上下どちらにも接続できます。

② DATA

3. 電源を入れます。

液晶画面が表示されるまで<POWER>ボタンを押してください。

③ COMマーク4. 親機の設定ユーティリティで子機として登④ 記録モード録をします。

ソフトウェアの画面に指示が表示されたら、USB通信ケーブルでパソコンに接続してください。ソフトウェアを使った設定や機能の詳細はソフトウェアの[ヘルプ]をご覧ください。
USB接続

ウィザード画面"新しいハードウェアの検索ウィザード"が起動した場合、画面の指示に従ってUSBデバイスドライバのインストールを行う必要があります。
• 親機の準備が済んでいない場合はウィザード画面を閉じ、USB通信ケーブルをパソコンから抜いてください。
• 操作がわからない場合は、インストールしたソフトウェアのスタートメニューから［ヘルプとサポート］－［機器を認識しないときは］を開いてください。手順を詳しく説明しています。

⑤ 電池寿命警告
マーク⑥ 測定値/
メッセージ⑦ 単位

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

禁止行為を示しています。

実行してほしい行為を示しています。

重大な事故を防ぐためにぬれた手で電池・センサの抜き差しをしないでください。
本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途には使用しないでください。

（単位：mm）

本製品をUSBハブやUSB延長ケーブルでパソコンと接続した場合は動作の保証はできません。
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
パソコンおよび本製品に接続されている通信ケーブルを電話回線に接続しないでください。そのまま使い続けると、火災や故障の原因になります。

②③④

センサの加工、カットはしないでください。また、ねじる、引っ張る、振り回すなどの行為はしないでください。

⑤

静電気による本製品の破損、データの損失を防ぐために、本製品を取り扱う前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシ等）に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。

⑦⑥2. 付属センサを接続します。

この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品と付属品の分解や改造、修理などはご自分でしないでください。

① アンテナ⑤ USBコネクタ（Mini-B）② センサジャック⑥ 電池フタ
③ 電源ボタン④ 操作ボタン  （DISPLAY、INTERVAL、REC/STOP）

RTR-574（子機）の準備

電波法に関するご注意

警告

5578

© Copyright T&D Corporation. All rights reserved.
2023.11   16504670054（10版）
再生紙を使用しています。

本製品は防水構造ではありません。ケース内部に液体が入ってしまった場合はすぐに電池を抜いて使用を中止してください。

絵記号の意味18⑥https://www.tandd.co.jp/

薬品や有機ガス等の影響を受ける環境では使用しないでください。本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が本製品等に付着することにより人体に害をおよぼす恐れがあります。

注意⑤

本製品と付属品はお子様の手の届かない所に設置、保管してください。

記録状態を表示します。
点灯：記録中点滅：予約スタート待機中
非表示：記録停止中

本製品の故障、誤作動、不具合などによりシステムに発生した付随的障害、および本製品を用いたことによって生じた損害に対し、当社は一切責任を負いません。

記録データ数を表示します。
記録データ数が 2000 個ごとに目盛りが増えていきます。
RTR-574 の最大記録データ数は 8000 個です。

指定以外の電源・センサを使用しないでください。

通信状態を表示します。
点灯：USBケーブルでパソコンに接続中
点滅：無線通信中/ USB通信中

ENDLESS：
記録データ数が8000個を超えると古いデータから上書きし、記録を続けます。
ONETIME：
記録データ数が8000個に到達すると記録を停止します。
電池の交換時期になると表示されます。
非表示：電池状態が良好
表示：電池の交換時期

通常は測定値を表示します。
RTR-574 の状態を知らせるメッセージが表示されることがあります。

湿度：%
温度：℃
照度：lx、klx
積算照度：lxh、klxh、Mlxh
紫外線強度：mW/cm2
積算紫外線量：mW/cm2h、W/cm2h

本製品が発熱している、煙が出ている、異臭がする、変な音がするなどの異常がある
ときは、すぐに電池を抜いて使用を中止してください。

•••••
••
•

無線通信機器設置時の注意事項

無線通信エラーが起きないよう、無線通信機器の設置場所にご注意ください。また、環境変化によって設置時と条件が異なり、システム運用開始後に通信エラーが起きることがあります。
• 金属からできるだけ離し、見通しのよい高い位置に設置してください。
• 壁、床、階段、柵、机などは金属が含まれている場合が多いのでご注意ください。屋内外で通信する場合、電波が透過しやすい窓際などに設置してください。
• 金属の壁、板等から30cm以上離して設置してください。
• 冷凍/冷蔵庫など、金属製のボックス内に設置する場合は通信距離が短くなります。電波はドア側から抜け出ることが多いので、設置する場合はドア側に設置してください。
• ノイズを発生しやすいものからできるだけ離してください。
• 産業機器、電子機器、蛍光灯などには、ノイズを発生するものがあります。このような機器からなるべく1m以上離して設置してください。
• パソコンなど強いノイズが発生する装置からは、1m以上離して設置してください。
• 無線通信機器の近くに他の電線がないことを確認し設置してください。電源ケーブルや電話線、LANケーブルなどにご注意ください。
• 植物や土壌など水分の多い物質は電波を吸収します。なるべく無線通信が行われる機器間に入れない、または近くに置かないようご注意ください。
• 温室での温度測定において作物が生い茂ってきたとき、通信エラーが多くなった事例があります。
• 地面には直接置かないでください。
• 同一周波数の電波が多い場所には置かないでください。通信不良が起こりやすいだけでなく、電池寿命も短くなります。
• 同一周波数の機器が同時に無線通信する可能性がある場所で機器を使用する場合は、周波数チャンネルを変えてください。
（弊社無線機器の周波数帯については製品仕様をご覧ください）

警告60

②

取扱説明書一式（保証書含む）注意

警告表示の意味

警告・注意を促す内容を示しています。

①
RTR-574

使用している表示と絵記号の意味

注意

設置・保管に適さない場所

直射日光のあたる場所
火気の周辺または暖房器具の周辺など、熱気がこもり高温になりやすい場所
静電気が発生する場所
強い磁力が発生する場所
水ぬれの危険がある場所
結露をおこしやすい多湿な場所
振動が発生する場所
煙・ちり・ほこりの多い場所

注意

そのほかご注意いただきたいこと• 本製品の動作環境を守ってください。本来の目的以外の用途に使用しないでください。
• 温度差の激しい環境間を急に移動した場合、本製品のケース内で結露する恐れがあります。
結露しないようにご注意ください。
• ふろ場など水ぬれしやすい場所、湿気が多い場所では使用しないでください。
• 各接続ジャックに異物を入れないでください。
• 本製品が汚れた場合は乾いた清潔な布で拭いてください。
• 本書は別途必要な機器等の詳細につきましては、お客様にてご確認済みであることを前提にしております。通信機器が利用（通信）できなかったことによる契約者、利用者および第三者のこうむった損害については当社では責任を負いかねます。

本製品は、電波法に基づく特定小電力無線機器として、技術基準適合証明（利用に関してはお客様の免許申請等が不要）を受けています。必ず次の点を守ってお使いください。
• 分解・改造をしないでください。分解・改造は法律で禁止さ れています。

• 技術基準適合ラベルははがさないでください。ラベルのないものの使用は禁止されています。
• この製品は日本国外での電波法には準じておりません。日本国外では使用しないでください。

本製品使用に関しての注意事項

本製品を正しくお使いいただくために製品に添付された書類は必ずお読みください。

• 添付書類の著作権は株式会社ティアンドデイに帰属します。添付書類の一部または全部を弊社に無断で転載・複製・改変などを行うことは禁じられています。
• Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。

• 使用および表示されている商標、サービスマークおよびロゴマークは株式会社ティアンドデイおよびその他第三者の登録商標または商標です。「おんどとり」、「TANDD」のロゴはティアンドデイの登録商標です。
• 添付書類に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
• 添付書類に記載した安全に関する指示事項には、必ず従ってください。本来の使用方法ならびに添付書類に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はできません。
• 添付書類に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。

• 添付書類の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万一落丁乱丁・ご不審な点や誤り・記載漏れなどがありましたらお買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記に関わらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
• 添付書類は再発行しませんので、大切に保管してください。
• 保証書・無料修理規定をよくお読みください。

ユーザ登録・製品の問い合わせ・修理依頼〒390-0852 長野県松本市島立 817-1

電話：0263-40-0131 / FAX：0263-40-3152

月曜日から金曜日（祝日を除く）

9：00～12：00 / 13：00～17：00

ユーザ登録・お問い合わせフォーム

https://www.tandd.co.jp/support/

ユーザ登録、お問い合わせフォームはこちらから。ユーザ登録していただきますと製品別サポート情報をお届けいたします。最新のソフトウェア･取扱説明書のダウンロードもできます。

メッセージ表示<DISPLAY>ボタン

液晶表示を切り替えるボタンです。

電池交換のサイン

電池交換の時期になると電池寿命警告マークが表示されます。マークが表示されていると、無線通信によるデータ吸い上げができない、もしくは中断されます。
マークが表示されている間に電池を交換すると記録の継続ができます。

電池交換をせず使用を続けると"SLP"と表示され、記録データを保護するために記録を停止します。

• 電池を交換しても記録の継続はできません。
• 電池交換をせずに放置しておくと液晶表示が消え、これまでの記録データはすべて消失します。
• 電池の+/-の向きを間違えたり、電池端子の+/-をショートさせたりするとRTR-574に保持されている記録データはすべて消失します。
• RTR-574から電池をはずして放置すると記録データが消失する恐れがありますので、電池交換はすみやかに行ってください。

FULL（フルデータ）

記録モードがワンタイムに設定されている場合、8000個に達すると記録を停止し、現在値と"FULL"が交互に表示されます。

LOC（ボタン操作のロック）
センサ未接続親機の設定ユーティリティまたはスマホアプリでボタン操作をロックした場合、機器でのボタン操作が制限されます。
センサが接続されていない、または断線している場合に表示されます。

• 測定と記録は継続しているため電池は消耗します。
• センサを接続しなおしても測定値が表示されない場合、センサかRTR-574の故障が考えられます。

ボタンを操作する

RTR-574のボタン操作が行えない場合は、親機の設定ユーティリティによりボタン操作がロックされています。

<POWER>ボタン

電源をON/OFFするボタンです。
ON： 押します。

OFF： "OFF"と表示されるまで長押ししてください。

• 記録中はRTR-574の電源ボタンで電源を切ることはできません。記録を停止してから電源を切ってください。
• 電源を切っても電池残量がある限り、RTR-574内部のデータは保護されます。

付属センサに関する注意事項

照度紫外線センサに関する注意事項

照度センサ部分

分光感度特性グラフ（照度）

紫外線センサ部分• 指定のデータロガー以外には接続しないでください。
• 防水性能はありませんのでぬらさないでください。
• 人の目や肌に危害をおよぼすような光・紫外線を測定する場合、その光に合った保護メガネや遮光布などを使用してください。
• 照度センサ部分と紫外線センサ部分にひびや傷が入ると、測定値の精度に影響が出ます。また割れた場合、けがをする恐れがあります。
• センサ部分が汚れたら柔らかい布で拭いてください。センサ表面が汚れているとセンサの感度や精度が劣化します。
• 腐食性ガス、有機溶剤などのある場所、火気周辺または熱気のこもる場所での使用はしないでください。
• センサを長期間使用しないときは常温常湿で保管してください。

巡回表示と固定表示の二つの表示形式があります。
工場出荷時は照度と紫外線強度の巡回表示に設定されています。

破線：標準比視感度

実線：ISA-3151

照度（lx 、klx） 紫外線強度（mW/cm2 ） 温度（℃） 湿度（%） 積
算照度（lxh、klxh、Mlxh） 積算紫外線量（mW/cm2h、W/cm2h） 巡回表示に戻る

測定チャンネル

固定表示させたい項目が表示されたらボタン操作をやめます。

測定範囲

巡回表示： 全項目もしくは複数の項目を巡回して表示します。

（表示する項目は親機の設定ユーティリティで設定します。）

積算値表示範囲

固定表示： 特定した項目のみを表示します。

積算照度と積算紫外線量は、記録開始から停止までの間の測定値を積算した値です。積算のタイミングは表示更新のタイミングと同じです。

<INTERVAL>ボタン

分光感度特性グラフ（UV）
ISA-315110分

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒  1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分

設定したい数値が表示されたらボタン操作をやめます。

センサ

斜入射光特性（照度）破線：Cos θ

実線：測定値• 記録を停止した状態でのみ変更できます。

<REC / STOP>ボタン

記録の開始/停止をするボタンです。

記録停止：[REC]マークが表示されるまで押してください。

[REC]マークが非表示になるまで押してください。

• 記録モード（エンドレス / ワンタイム）は親機の設定ユーティリティで設定します。
• 予約スタート待機中でも記録開始します。
• 予約スタートは親機の設定ユーティリティで設定します。

斜入射光特性（UV）

センサのシリアルNo.(0206xxxx、0207xxxx)により特性が異なります。センサ背面にあるNo.をご確認ください。
No.0206xxxx のセンサ
破線：Cos θ
実線：測定値

温湿度センサに関する注意

照度：1ch
紫外線強度：1ch

照度：0lx～130klx
紫外線強度：0～30mW/cm2

照度：0lxh～90Mlxh
紫外線強度：0 mW～62 W/cm2h

照度 10 lx～100 klx：±5%  at 25℃, 50%RH
紫外線強度 0.1～30 mW/cm2：±5%  at 25℃, 50%RH（*1）
照度：JIS一般型A級相当
紫外線強度：260～400nm （UVA / UVB）
照度：最小0.01lx
紫外線強度：最小0.001mW/cm2

90%応答：3秒（記録間隔が1秒の場合）または 6秒（その他の記録間隔）

高分子膜抵抗式

測定範囲

0～55℃

10～95%RH-25～70℃

0～99%RH
（*2）

精度

±0.5℃

±5%RH

測定分解能

0.1℃

1%RH

測定チャンネル

No.0207xxxx のセンサ
破線：Cos θ
実線：測定値

温度1ch

湿度1ch

at 25℃, 50%RH

温度1ch±0.3℃

at 10～40℃

±0.5℃

それ以外

90%応答：約7分

共通仕様

0.1℃

湿度1ch

±2.5%RH

at 15～35℃,30～80%RH

0.1%RH

90%応答：約7分

データ記録容量

8,000個×4ch

記録モード
（*3）

エンドレス：記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると、記録を停止

記録間隔

通信インターフェース

本体寸法

SHA-3151

SHA-3151（高精度タイプ）

サーミスタ

電池寿命（*4）

Temperature Humidity Sensor

THA-3151

高分子膜抵抗式

電源

THA-3151• 急激な温度変化があった場合に、湿度の測定誤差が大きくなることがあります。センサの温度が安定すると正常値に戻ります。
• 指定のデータロガー以外には接続しないでください。
• センサに強い衝撃を与えないでください。精度に影響が出たり、故障の原因になったりすることがあります。
センサを長期間使用しないときは常温常湿で保管してください。
• 人体には使用しないでください。
• 結露・水ぬれ・粉じん・ほこり・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること。
• 通常の使用条件下であってもセンサの感度や精度は経年変化します。THA3001/3151は約1年間の使用を目安に交換することをおすすめします。悪環境（たばこの煙や粉じんの多い場所など）で使用している場合は早めに交換してください。
• 温湿度センサには防水性能がありません。ぬらさないように注意してください。ぬれてしまった場合は本体からセンサを抜いて早めに水分を拭き、常温乾燥空気中で乾かしてください。
• THA-3001/3151は湿度30%RH以下の環境で使用した場合に、湿度の値が変動することがありますが異常ではありません。

ISA-3151

RTR-574-S

サーミスタ

応答性

記録を開始するとRTR-574内部に保持されている記録データはすべて消失します。

記録開始：

RTR-574

照度紫外線センサ（外付け）

温湿度センサ（外付け）

記録間隔の確認：
ボタンを長押しすると現在の記録間隔を表示します。
記録間隔の変更：
記録間隔が表示された状態でボタンを押すと数値が変わります。

分光感度

応答性10秒• 表示後、ボタン操作をしなければ測定値表示に戻ります。

精度

測定分解能

記録間隔の確認/変更をするボタンです。
工場出荷時は10分に設定されています。

機種名
センサ

ボタンを押すごとに以下の順番で項目が表示されます。

積算照度と積算紫外線量について

製品仕様

質量
本体動作環境
対応親機

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 の15通り

特定小電力無線通信 ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m（見通しのよい直線において）USB通信：Mini-B
単3アルカリ電池×1
約4ヶ月

H 55mm×W 78mm×D 18mm（突起部含まず）
アンテナ長：60 mm
約45g

温度：-10～60℃
湿度：90%RH以下（結露しないこと）
RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
その他 (*5)*1： 当社校正光源における校正基準器に対しての値です。
*2： 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
*3： 使用する親機がRTR500BW, RTR500BM, RTR-500NW/AW または RTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
*4： 記録間隔10秒以上、現在値送信10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。
電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。
*5： 旧機種 (RTR-500DC, RTR-500C, RTR-500NW/AW, RTR-500MBS-A) を使用できます。

上記仕様は予告なく変更することがあります。