NPC-1210シリーズ
中低圧計測圧力センサ

特長
• 高感度
• 高精度
• 交換可能用途• 産業用オートメーション• エアフローモニタ• 補償温度範囲: 0°C to 60°C

• プロセス制御• プリント基板実装用パッケージ• 医療機器• デュアルインラインパッケージ(DIP)• ソリッドステート信頼性• 個別のデバイスのトレーサビリティ• 地下ケーブルリーク検査• 換気• 呼吸器モニタリング〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPC-1210シリーズ

仕様

概要
Pressure Sensor

NPC-1210 シリーズ、ソリッドステート圧力セン
サーは、広い温度範囲で校正された性能を必要とするアプリケーションに、費用対効果の高いソリューションを提供する様に設計されています。デュアルライン構成でパッケージ化されたプリント回路基板実装タイプです。オプションの圧力ポートと、リードの校正は、圧力接続の向きが重要な薄型アプリケーションで優れた柔軟性を提供します。

1-Out+-A2-R
1.5 mA

4+In5GainSet

100 kW
3.012V
Amplified FSO
100 kW

6R+OutI

3NPC-1210シリーズは、NovaSensorの先進的なSenStable®ピエゾ抵抗センシング技術をベースにしています。
シリコンマイクロマシニング技術は ピエゾ抵抗歪みゲージをホイートストンブリッジ構成にイオン注入するために使用されます。NPC-1210シリーズは、0℃～60℃の温度補償範囲において優れた温度性能を提供します。ゲイン設定用抵抗器は、現場での互換性を確保するためにFSOを正規化するために含まれています。

A3++-In
7NC
Lead
12
3
45,67,88NC

2
GroundConnection-Out-In+Out+In
Gain-Set Resistor
No Connection

NPC-1210 Series Schematic Diagram0.60 in (15.24 mm)
0.15 in(3.8 mm)

0.1 in(2.54 mm)

876 5

0.6 in (15.24 mmG61230.2 in(5.1 mm)0.32 in(8.1 mm)

40.12 in (3.05 mm)

G60.37 in (9.4 mm)

(1)

(3)

NPC-1210 Series package diagram
1. 全ての寸法は参考値です。
2. チューブの長さ: L = 0.49 in (12 mm), S = 0.33 in (8.3 mm), N = チューブなし
3. リードピンは、圧力管と同じ方向または反対方向のいずれかを選択できます。 オプション (1) は、リード線がチューブの同じ方向、「上」の位置にあり、オプション (3) は、リード線がチューブとは反対側の方向「下」にあります。
4. ゲージと差圧デバイスは、正の差圧ポート(P2) に圧力をかけ、基準ポート(P1)を大気解放することで校正します。絶対圧デバイスはP1のみ使用して真空または圧力をかけます。

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPC-1210 Series Specifications
中圧圧力センサ

低圧圧力センサ• ゲージ・差圧︓• 5 psi (34 kPa, 0.34 bar)• 15 psi (100 kPa, 1.0 bar)• 30 psi (210 kPa, 2.1 bar)• 50 psi (340 kPa, 3.4 bar)• 100 psi (690 kPa, 6.9 bar)
• 絶対圧:•15 psi (100 kPa, 1.0 bar)
•30 psi (210 kPa, 2.1 bar)
•50 psi (340 kPa, 3.4 bar)•100 psi (690 kPa, 6.9 bar)

• ゲージ・差圧:• 10 in H20 (2.5 kPa, 0.025 bar)
• 1 psi (6.9 kPa, 0.069 bar)

圧力範囲

圧力範囲

パラメーター

値

単位単位

注釈

動作

–40 to 125°C(-40° to 257°F)

補償

0 to 60°C(32°F to 140°F)

保管–55 to 150°C(–67 to 302 °F)

重さ

2.5g

(0.005lb)

メディア互換性

露出した素材との互換性 7正の差圧とゲージポート

ドライガスのみ

温度範囲• その他の圧力範囲については、お問合せ下さい。
パラメーター

値

環境的

機械的

Note

環境的
温度範囲
動作

–40 to 125°C(-40° to 257°F)

補償

0 to 60°C(32°F to 140°F)

保管–55 to 150°C(–67 to 302 °F)

絶対圧と負の差圧ポート

ドライガスのみ

2.5g(0.005lb)

パラメーター

単位

機械的重さ
メディア互換性

露出した素材との互換性

正の差圧とゲージポート

ドライガスのみ

絶対圧と負の差圧ポート

ドライガスのみ

パラメーター単位

Minimum

TypicalMaximum

Note

パフォーマンスパラメーター *7Minimum

TypicalMaximum

Note

パフォーマンスパラメーター *FS出力(FSO)

mV

75

100

150

2, 3

ゼロ圧力出力mV-2—

23

直線性%FSO

-0.1

—

0.1

4, 8

圧力
ヒステリシス

%FSO

-0.1

—

0.1

入力
インピーダンス

W

2500

4000

6000

出力
インピーダンス

W

4000

5000

6000

熱精度-スパン%FSO

-0.5

—

0.5

3, 5, 8

熱精度–ゼロ%FSO

-0.5

—

0.5

3, 5, 8

温度係数
ー抵抗%/°C—0.2—

5熱ヒステリシス
ーゼロ%FSO

—

0.1—

5入力励起

mA

—

1.52.0

圧力過負荷

Rated

—

—

3X

6, 9

FSO 10 inH2O

mV

25

50

70

2, 3

FSO 1 psi

mV

5075

110

2, 3

ゼロ圧力出力

mV

-2—

234

直線性%FSO

-0.5

—

0.5

圧力
ヒステリシス

%FSO

-0.1

—

0.1

入力
インピーダンス

W

2500

4000

6000

出力インピーダンス

W

4000

5000

6000

熱精度-スパン%FSO

-1.0—

1.0

3, 5

熱精度–ゼロ%FSO

-1.25

—

1.25

3, 5

温度係数
ー抵抗%/°C

—

0.22

—

5熱ヒステリシス
ーゼロ%FSO

—

0.1—

5入力励起

mA

—

1.52.0

圧力過負荷

psi (bar)

5 (0.34)———

1. *特に記載のない限り、供給電流＝1.5mA、周囲温度＝25°C（77°F）です。
ゲージ圧および差圧装置は、正の差圧ポート（P2）に圧力をかけ、基準ポート（P1）を大気に放出することによって校正されます。
2. アンプなしセンサの出力スパン。
3. 補償抵抗はセンサのパッケージと一体になっています。
外付けの抵抗は必要ありません。ピン7と8はオープンにしておく必要があります。 NPC-1210は、回路図に示すゲイン設定抵抗と組み合わせて使用する場合のみ、交換可能です。ゲイン設定抵抗の最大不一致率は2%です。
�� 最適な直線。
�� 温度範囲 0°C～60°C（32°F～140°F）、25°C～77°F（基準）。
�� 3X または最大 200 psi (13.78 bar) のどちらか小さい方。
�� 露出する材料は、パイレックス、セラミック、シリコン、エポキシ、RTV、ステンレスなどです。
�� 5 psi (0.34 bar) 仕様︓直線性︓0.25 ±%FSO, TC-span︓0.75±%FSO、TCzero.TC-span︓0.75 ±%FSO, TC-zero︓0.34%FSO。0.75 ±%FSO。特に断りのない限り。
�� ポート1は、差圧および絶対圧センサーの場合、60 PSIGに制限されます。50�
PSIA/D と 100 PSIA/D ユニットについては、お問い合わせください。

NPC-1210シリーズ仕様
注文情報

保証

注文するコード番号は、以下のように指定することができます。NPC-1210（中圧）
コード圧力範囲005
5 psi (0.3 bar)015
15 psi (1 bar)030
30 psi (2 bar)050
50 psi (3.4 bar)
100
100 psi (7 bar)
タイプ
D
Differential
A
Absolute
GGaugeLeadリード構成
Up
1Down
3
チューブ構成CodeLLongSShortN
None *
NPC-1210 -___ -___ -___ -___

標準モデル番号NovaSensor warrants its products against defects inmaterial and workmanship for 12 months from the dateof shipment . Products not subjected to misuse will be
repaired or replaced. NovaSensor reserves the right tomake changes without further notice to any products
herein. NovaSensor makes no warranty, representation
or guarantee regarding the suitability of its products forany particular application, nor does NovaSensor assume
any liability arising out of the application or use of any
product or circuit and specifically disclaims and all
liability without limitation consequential or incidental
damages. The foregoing warranties are exclusive and inlieu of all other warranties, whether written, oral,implied or statutory.
No Implied statutory warranty of merchantability orfitness forparticular purpose shall apply.

* Order NPC-1210-XXXG-XN in place of NPC-1210-XXXD-XN
注文するコード番号は、以下のように指定することができます。NPC-1210 (低圧)圧力範囲
10W
10 in H2O (25 mbar)001
1 psi (69 mbar)
コードタイプD
DifferentialGGauge
リード構成
Up
1Down
3
チューブオプションLLongSShort

NPC-1210 -___ -___ -___ -___

標準モデル番号© 2021 Amphenol Corporation. All Rights Reserved. Specifications are subject to change without notice.
Other company names and product names used in this document are the registered trademarks ortrademarks of their respective owners.
AAS-920-303F - 09/2021〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com