超小型温度·深度ロガー

DST シリーズ

1993 年アイスランドで開発された超小型タグで、鱈や鮭の生息域や移動の解析等の調査に使用されてきました。調査の目的に合わせて、4 つの異なるサイズの筐体、ナノ(nano)、マイクロ(micro)、ミリ(milli)、センチ(centi)を用意しています。測定項目は温度、又は温度·深度のどちらかから選択できます。メモリは不揮発性 EEPROMを採用しており、内部バッテリーが尽きてもデータが無くなることはありません。データ回収は専用のコミュ
ニケーションボックスで無線通信を行います。

DST micro-T(温度測定のみ)の筐体は、生体医学や製薬研究用と水産や海洋生物学に適した 2 種類を用意しています。前者は生体適合性に優れた材料、酸化アルミニウムと生体適合性エポキシで作られ、そのサイズ、形は、
小さな動物に埋め込むのに理想的です。また簡単に殺菌(ガス減菌装置又は 70%エタノールで)でき、バッテリーが続く限り再利用できますので費用対効果に優れています。熱研究用に狭い場所や小さな荷物、小ビン等にもご利用頂けます。後者は防水性で最大 1,000m もの耐圧があり、魚や海洋生物へのタグ付けのみならず化学製品などの液体の温度を測定するのにも適しています。

特 徴
□

小型·軽量

□

最大深度 3,000m 耐圧(DST centi 型)□

不揮発性メモリ

酸化アルミニウム+エポキシ仕様

酸化アルミニウム仕様(生体医学、製薬研究用)(水産、海洋生物学用)

タグの種類
DST nano-T

DST micro

DST milli

DST シリーズの中で最も小測定項目は温度、又は温度 測定項目は温度、又は温度·深さいセンサです。測定項目·深度になります。

度になります。

は温度になります。

DST centi

DST milli より長寿命のバッ
テリーとメモリを備えています。測定項目は温度、又は温度·深度になります。

型式
DST nano-T(温度)1

型式
DST micro-T(温度)DST micro-TD(温度·深度)

型式
DST milli-T(温度)DST milli-TD(温度·深度)

型式
DST centi-T(温度)DST centi-TD(温度·深度)
DST centi-ex(メモリ増強)

本体仕様
DST nano-T
測定範囲+5ºC~+45ºC

精度±0.2ºC

分解能

0.032ºC

応答速度

5 秒(63%応答)

温度

DST micro-T/-TD

DST milli-T/-TD

DST centi-T/-TD+5ºC~+45ºC(T 型)-2ºC~+40ºC(TD 型)±0.06ºC(T 型)±0.2ºC(TD 型)
0.003ºC(T 型)
0.032 ºC(TD 型)+5ºC~+45ºC(T 型)-1ºC~+40ºC(TD 型)+5ºC~+45ºC(T 型)-2ºC~+40ºC(TD 型)

8 秒(63%応答)

12 秒(63%応答)±0.1ºC0.032ºC
20 秒(63%応答)

測定範囲(選択)注 1)1m~150m、1m~300m、5m~1,000m

10cm~50m、10cm~100m、 10cm~50m、10cm~100m、1m~270m、5m~800m、1m~250m、5m~500m、5m~800m
5m~1,500m、10m~3,000m

精度±0.6%F.S.(TD 型)±0.6%F.S.(TD 型)

分解能0.08%F.S.(TD 型)

0.03%F.S.(TD 型)

深度

(T 型)
A/D 変換12 ビットデジタル変換

16 ビットデジタル変換

12 ビットデジタル変換(TD 型)
12 ビットデジタル変換

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可能)

観測開始時間

最少 5 分から最大 45 日間で設定可

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)

収録デー
タ数注 2)

43,477 データ

形式

メモリ

65,535 データ(T 型)
87,906 データ(TD 型)

不揮発性 EEPROM

連続記録
時間注 3)

12 時間

保持期間

10 年

1,398,100 データ(T 型)
1,398,100 データ(TD 型)

174,000 データ(T 型)
174,000 データ(TD 型)
262,033 データ(ex 型)

フラッシュメモリ

不揮発性 EEPROM

1 日(T 型)
8 日(TD 型)

2 日(T 型)
1 日(TD 型)
10 日(ex 型)

12 時間(T 型)
6 時間(TD 型)

25 年
5 年(T 型)注 、
5)
3.5 年(TD 型)注4)バッテリー寿命

14 ヶ月注 4)

28 ヶ月注 4)

内部クロック精度

9 年注 4)

月差±1 分

ハウジング材質

酸化アルミニウム
生体適合性エポキシ

酸化アルミニウム
生体適合性エポキシ

酸化アルミニウム

酸化アルミニウム

ハウジング寸法6mm(径)×17mm(長)8.3mm(径)×25.4mm(長)13mm(径)×39.4mm(長)15mm(径)×46mm(長)1.3g(空中)、1.3g(水中) 3.3g(空中)、1.9g(水中)12g(空中)、7g(水中)19g(空中)、12g(水中)重量
取り付け穴径

なし

0.5mm

0.9mm

注 1)

:ご注文時、上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。測定範囲外でのご使用は深度センサやフランジが破損する恐れがあります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。注 2):測定項目毎の記録容量になります。注 3):1 秒間隔で測定した時の記録可能な総時間になります。注 4):常温(15~25ºC)にてサンプリング間隔を 10 分以上で記録した場合になります。電池の交換はできません。注 5):常温(15~25ºC)にてサンプリング間隔を 5 分以上で記録した場合になります。電池の交換はできません。

(左から順に網に取り付け DST milli、鮭に取り付けた DST milli、亀に取り付けた DST milli)
2超小型温度·深度·電導度ロガー
1993 年アイスランドで開発された超小型タグで、DST CT/CTD

鱈や鮭の生態域や移動の解析等の調査に使用されてきました。DST CT/CTD は、セラミック製の強固なボディを有した世界最小の電導度ロガーです。DST CT は温度·電導度の 2 チャンネル、DST
CTD は温度·深度·電導度の 3 チャンネルのセンサを内蔵しています。

電導度センサは、調査対象/環境に合わせて
3~63mS/cm(海水用)、0.3~5mS/cm(汽水域用)の 2 つのレンジからご注文時に選択していただきます。

メモリ容量は、1 つの測定項目当たり 87,000 サン
プルで、長期間の測定にも対応しています。また、
不揮発性 EEPROM を採用しているため、内部バッ
電導度センサテリーが尽きてもデータが無くなることはありま(一対の電極で測定)せん。また、タグと通信をする際には専用のコミュニケーションボックスからロガーに電源を供給しますので、データ回収も問題ありません。

アプリケーションとして、

深度センサ●魚や海洋動物の行動調査

●魚類学

●海洋学

●海洋生物学●水理学●生態系調査など様々な用途にご利用頂けます。

設定及び解析用ソフトウェアは別売ですが、アップグレードは Web 上から無償にて行えます。対応
OS は、マイクロソフト社 Windows 7 以降の日本語

特 徴

版です。

□ 小型(15mm 径×50mm 長)□ 軽量(水中重量 13g)
□ 温度·深度·電導度の 3 項目測定【注意点】

□ 12 ビット分解能

電導度センサは非常に感度が高く、測定正確度は□ 生体適合性に優れた材質

生物付着により影響を受けます。製造欠陥ではな□ 最大深度 2,400m 耐圧

く、生物付着による塩分測定値の不確かさは保証□ 不揮発性メモリ

対象外となります。SeaStar ソフトウェアでは、汚(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)
3

れ等によるオフセット値の変更が行えます。

電導度測定範囲について
DST CTD に は 、 海 水 用 と し て
3-37mS/cm(タイプ 1 型)と 13-50mS/cm(タイプ 2 型)、汽水域用の 0.5-5mS/cm(タイプ L 型)の 3 種類があります。塩分は電導度と温度の組み合わせです。DST CTD
は基本的には電導度記録計で、それをもとに塩分を計算します。それぞれのレン
ジの温度と塩分の関係は次の通りです。

本体仕様

温度

深度

電導度

130,826 データ(CT 型)
87,217 データ(CTD 型)

型式

不揮発性 EEPROM

連続記録時間注 6)

1.5 日(CT 型)、1 日(CTD 型)

保持期間

25 年

-1ºC~+40ºC

精度±0.1ºC

分解能

0.032ºC

応答速度

20 秒(63%応答)

測定範囲
注 2) 注 3)

1m~100m、5m~500m、5m~1,200m、10m~2,400m (CTD 型)

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可)

精度±0.6%FS

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)

分解能

0.03%FSA/D 変換12 ビットデジタル分解能

測定範囲注 2)

0.1~6mS/cm、3~68mS/cm

バッテリー寿命注 7)

5年

精度注 4)
分解能
測定範囲

塩分

収録データ
数注 5)

測定範囲注 1)

精度
分解能

メモリ

±0.15mS/cm(0.1~6mS/cm 選択時)、±1.5mS/cm(3~68mS/cm 選択時)
0.003mS/cm(0.1~6mS/cm 選択時)、
0.03mS/cm(3~68mS/cm 選択時)

内部クロック

精度月差±1 分

ハウジング材質

酸化アルミニウム

ハウジング体積

8.1cm3

選択した電導度によるハウジング寸法15mm(径)×50mm(長)±0.1PSU(0.1~6mS/cm 選択時)、±1PSU(3~68mS/cm 選択時)
0.0005PSU(0.1~6mS/cm 選択時)、
0.02PSU(3~68mS/cm 選択時)

重量21g(空中)、13g(水中)取り付け穴径0.9mm(径)ソフトウェア(対応 OS)

SeaStar(Windows)

注 1)

注 5)
:上記のレンジ以外も可能です。
:測定項目毎の記録容量になります。
注 6):ご注文時、上記の測定範囲から選択して頂く必要があります。
:1 秒間隔で測定した時の記録可能な総時間になります。
注 3):測定範囲外でのご使用は、深度センサやフランジが破損する恐れが注 7):24ºC においてサンプリング間隔を 10 分以上で温度及び深度、電導あります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。
度を同時に記録した設定になります。尚、電池の交換はできません。
注 4):校正温度 24ºC のおける精度になります。
注 2)4超小型温度·3 軸加速度ロガー

DST micro-ACT
DST mili-ACT
DST centi-ACT

DST micro-ACT/mili-ACT/centi-ACT は、3 つの異なるサ
イズの筐体を用意した超小型温度·3 軸加速度ロガーです。

メモリには不揮発性メモリを採用しており、内部バッ
テリーが尽きてもデータが無くなることはありません。また、専用のコミュニケーションボックスからもロガーに電源を供給しますのでデータ回収にも問題ありません。

専用ソフトウェアは加速度データを用いて観測対象の動きの大小をレベル分けする機能を有しており、各測定時間の運動状態の把握が容易になりました。また、3 軸加速度センサから算出された傾斜角データの表示も可能です。

アプリケーションとして、●運動学●海洋生物学●浮遊行動学など様々なフィールドでご利用頂けます。

設定およびデータ回収は、専用ソフトと専用コミュニ
ケーションボックスで行います。対応 OS は、マイクロソフト社 Windows 7 以降の日本語版です。

特 徴□ 小型(8.3mm 径×25.4mm 長、micro-ACT 型)□ 軽量(水中重量 12g)
□ 13 ビット分解能(加速度)□ 最大深度 3,000m□ 不揮発性メモリ(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)

5

本体仕様
DST micro-ACT

温度

測定範囲

+5ºC~+45ºC 注 1)

精度

±0.2ºC

分解能

0.032ºC

応答速度
加速度

DST milli-ACT

8 秒(63%応答)

DST centi-ACT

12 秒(63%応答)

測定範囲

2mg

サンプリン
グ周波数

0.03-10Hz

A/D 変換12 ビットデジタル変換(温度)13 ビットデジタル変換(加速度)

サンプリング間隔

2 分~(分単位で設定可能)

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)

20 秒(63%応答)

1,048,575 バイト

2,097,152 バイト

2,097,152 バイト(温度 12bit、加速度 13bit)(温度 12bit、加速度 13bit)(温度 12bit、加速度 18bit)

収録データ数

52,429 データ

104,856 データ

104,856 データ

形式

FRAM

記憶容量

メモリ
連続記録
時間

フラッシュメモリ

33 日(測定間隔 2 分、加速度サ
ンプリング周波数 0.03Hz 時)

62 日(測定間隔 2 分、加速度サ
ンプリング周波数 0.03Hz 時)

注 2)

注 2)

保持期間
バッテリー寿命

3 日(1 秒間隔時)、30 日(10 秒間隔時)注 2)

25 年
注 3)

19~154 日

2~17 月注 3)

バッテリー交換不可

内部時計

月差±1 分

ハウジング材質

酸化アルミニウム、生体適合エポキシ

ハウジング寸法
ハウジング体積

8.3mm(径)×25.4mm(長)
3

1.4cm

ハウジング耐圧
重量13mm(径)×39.5mm(長)
3

5.2cm

3~26.5 月注 3)15mm(径)×46mm(長)8.1cm3300m(標準)、3,000m(オプション)

空中

3.3g

12g

19g

水中

-

-

12g

取り付け穴

0.9mm(径)ソフトウェア(対応 OS)

Mercury(Windows)

注 1):上記のレンジ以外も可能です。
:温度及び加速度を同時に記録した場合になります。
注 3):加速度のサンプリング周波数によって異なります。尚、電池交換はできません。
注 2)

6

超小型温度·深度·3 軸傾斜ロガー

DST tilt(3D)

DST tilt は、DST pitch & roll の 2 方向の傾斜センサにさらに 1 方向加えた 3 方向の超小型データロガーです。
±90º(180º スパン)の方向で傾き角、±3°(精度)、0.05°(分解能)を有し、より正確な位置空間情報が得られるようになりました。

メモリ容量は、1 測定項目当たり 43,000 サンプル数あり長期間の測定にも対応できます。通常傾斜及び温度、深度データの 3 項目を同時に記録しますが、傾斜と温度、深度の各々の異なった周期でデータを記録することで、メモリを有効に使用することも可能です。また、
不揮発性 EEPROM を採用しており、内部バッテリーが尽きてもデータが無くなることはありません。データ
回収は専用のコミュニケーションボックスで無線通信を行います。

設定及び解析用ソフトウェアは別売ですが、アップグ
レードは Web 上から無償にて行えます。対応 OS は、

特 徴

マイクロソフト社 Windows 7 以降の日本語版です。

□ 小型(15mm 径×46mm 長)□ 軽量(水中重量 12g)

アプリケーションとして、□ 3 方向傾斜位置情報□ 最大深度 3,000m□ 不揮発性メモリ●海洋学●海洋生物学●魚類学●水理学●生態系調査(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)など様々な用途にご利用頂けます。

本体仕様

温度

測定範囲注 1)

-1ºC~+40ºC

精度±0.1ºC

分解能

0.032ºC

応答速度

20 秒(63%応答)

A/D 変換10cm~50m、10cm~100m、1m~270m、5m~800m、5m~1,500m、10m~3,000m

12 ビットデジタル分解能(TD)
14 ビットデジタル分解能(tilt)

バッテリー寿命注 4)

5年

内部クロック

月差±1 分

精度±0.6%F.S.

ハウジング材質

酸化アルミニウム

分解能

0.03%F.S.

ハウジング体積

8.1cm3

測定範囲±90º(180º スパン)

ハウジング寸法15mm(径)×46mm(長)

精度

±3º

重量

19g(空中)、12g(水中)

分解能

0.05º

取り付け穴径0.9mm(径)

測定範囲

注 2)

深度

傾斜

注 1)

収録データ数

43,598 データ注 3)

型式

不揮発性 EEPROM

保持期間

25 年

メモリ

:上記のレンジ以外も可能です。注 2):上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。注 3):測定項目毎の記録容量になります。
注 4):常温(15~25ºC)にてサンプリング間隔を 10 分以上で温度及び深度、傾斜を同時に記録した設定になります。電池の交換はできません。

7

超小型温度·深度·3 軸傾斜/コンパスロガー

DST compass magnetic
DST compass magnetic は、地学上の北極(True North)が極北極(Magnetic North)とは地磁気のせいで異なっていることから、正確な値を知るためにこの方向の地磁気と三方位を計測し記録するために開発されました。

DST compass magnetic の長所は、磁気強度として 3
本目のベクトルがあるということです。コンパス向き測定は、傾斜補償がされていないのに比べて水平の状態から傾いてもより正確に測定できます。

メモリ容量は、4 項目当たり 26,159 サンプル数あり

特 徴

長期間の測定にも対応できます。通常コンパス及び□ 小型(15mm 径×46mm 長)

傾斜、温度、深度データの 4 項目を同時に記録しま□ 軽量(水中重量 12g)

すが、コンパスと傾斜、温度と深度の各々の異なっ□ 3 方位コンパス、3 方向傾斜位置情報

た周期でデータを記録することで、メモリを有効に□ 最大深度 3,000m

使用することも可能です。

□ 不揮発性メモリ(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)

本体仕様

温度

深度

傾斜

方位

(磁界
強度)
メモリ

測定範囲注 1)

-1ºC~+40ºC

型式

不揮発性 EEPROM

精度±0.1ºC

保持期間

25 年

分解能

0.032ºCA/D 変換12 ビットデジタル分解能

応答速度20 秒(63%応答)バッテリー寿命注 5)

3年

測定範囲
注 2) 注 3)

10cm~50m、10cm~100m、1m~270m、5m~800m、5m~1,500m、10m~3,000m

内部クロック

月差±1 分

精度±0.6%FS

ハウジング材質

酸化アルミニウム

分解能

0.03%FS

ハウジング体積

8.1cm3

測定範囲±90º(180º スパン)

ハウジング寸法15mm(径)×46mm(長)精度±3º(精度) / 0.05º(分解能)

測定範囲

方位 360º

精度±15º(水平に置いた状態で)

分解能

1º

測定範囲

0~2 ガウス

精度±300nT

分解能

100nT

収録データ数

104,634 データ注 4)

重量

空中

19g

水中

12g

取り付け穴径0.9mm(径)注 1):上記のレンジ以外も可能です。
:ご注文時上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。
注 3):測定範囲外でのご使用は、深度センサやフランジが破損する恐れがあります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。
注 4):測定項目合計の記録容量になります。
注 5):サンプリング間隔を 10 分以上で、温度及び深度、傾斜、コンパスを同時に記録した設定になります。尚、電池の交換はできません。
注 2)

8超小型温度·心拍数ロガー

DST HRTDST HRT はセラミック製の強固なボディに温度、心拍数の 2 つのセンサを内蔵した超小型データロガーです。生体適合性に優れた材料、酸化アルミニウムと生体適合性エポキシで作られ、それぞれのセンサはケーブル等の余計な部品がなく、筐体の一部を成しており、魚や小さな動物に埋め込むのみ理想的です。また簡単に殺菌(ガス滅菌装置又は 70%エタノー
ルで)でき、バッテリーが続く限り再利用できますので費用対効果に優れています。マイクロ(micro)とミリ(milli)、センチ(centi)の 3 つの異なる筐体のサイズを用意しており、魚や小さな動物の免疫反応や代謝、体温調整機構等の研究にご利用いただけます。

メモリ容量は、1 測定項目あたりおよそ 21,800
サンプル数のメモリを要しているので、長期の測定にも対応しています。また、内部バッテリーが尽きてしまっても、不揮発性 EEPROM を採用しているためにデータが無くなることはありません。

測定の設定およびデータ回収は、専用のコミュニケーションボックスで行います。こちらのコミュニケーションボックスと接続している間は、ボックスから電源が供給されるので、長期計測後でもスムーズなデータ回収が可能です。
設定および解析用の専用ソフトウェアは別売ですが、アップグレードは Web 上から無償にて行えます。対応 OS は、
マイクロソフト社 Windows 7 以降の日本語版です。

特 徴

アプリケーションとして、●魚や海洋動物の生態調査●魚類学●海洋生物学●動物生理学●小動物の生態調査●代謝に関する研究など様々な用途にご利用頂けます。

□

小型·軽量

□

温度·心拍数の測定□

12 ビット分解能□

生体適合性に優れた材質□

不揮発性メモリ【注意点】
本製品は、タグを魚等の腹膜近くに埋め込む必要があります。また、心拍数は設定された間隔でバースト測定を行い、その値から 1
分間あたりの平均心拍数をソフトウェア上で算出する仕様になっています。実際の心拍数とは多少の誤差があることを予めご了承
下さい。

9

本体仕様
DST micro-HRT(温度·心拍数)

温度

心拍数

DST milli-HRT(温度·心拍数)

DST centi-HRT ACT(温度·心拍数·加速度)

測定範囲+5ºC~+45ºC 注 1)

精度

±0.2ºC

分解能

0.032ºC

選択可能
周波数

80Hz、100Hz、125Hz(魚用)150Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz、700Hz、800Hz(動物用)注 2)
バーストサンプリングで心拍数を測定し、その値から 1 分間の平均心拍数を算出(Mercury ソフトウェアにて)

算出方法
埋め込み
場所
加速度

DST centi-HRT(温度·心拍数)

魚、動物など対象の腹腔内

測定範囲

16g

精度

±32mg

分解能

2mg

A/D 変換12 ビットデジタル変換(温度)(温度)
12 ビットデジタル変換(加速度)
13 ビットデジタル変換

サンプリング間隔

30 秒~

2 分~

観測開始時間最小 5 分から最大 45 日間で設定可

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)

メモリ

容量

87,381 データ

形式
連続記録
時間
保持期間

不揮発性 EEPROM
12 時間(1 秒間隔時)
5 日(10 秒間隔時)

バッテリー寿命

3 ヶ月注 3)

699,000 データ

699,000 データ

99,863 データ

フラッシュメモリ
8 日(1 秒間隔時)、
8 日(1 秒間隔時)、
80 日(10 秒間隔時)
80 日(10 秒間隔時)
25 年

115 日(2 分間隔時)

7.5 ヶ月注 3)

19 ヶ月注 3)

バッテリー交換不可

内部時計

精度月差±1 分

ハウジング材質

酸化アルミニウム,生体

ハウジング寸法重量8.3mm(径)×25.4mm(長) 13mm(径)×39.5mm(長)2~17 ヶ月注 3)15mm(径)×46mm(長)15mm(径)×46mm(長)

空中

3.3g

11.8g

19g

19g

水中

-

-

-

12g

取り付け穴
対応ソフトウェア(対応 OS)

0.9mm 径Mercury(Windows)

注 1):上記のレンジ以外も可能です。
:専用ソフトウェア、Mercury にて設定します。大型魚の心拍数計測では、動物用の設定を使用することもあります。
注 3):サンプリング間隔を 2 分以上で、温度及び心拍数を同時に記録した場合になります。尚、電池交換はできません。
注 2)

10

小型水温/ 水温·深度ロガー

Starmon mini/TD

Starmon mini/TD は、苛酷な使用環境に耐えるよう設計された、高精度、高信頼性の軽量·小型の水中ロガ
ーで、河川や海での長期間観測に適しています(Starmon mini:水温ロガー、Starmon TD:水温·深度ロガ
ー)。

コンピュータでデータ取得するために専用の接続ケ
Starmon TD/tilt(チタニウム筐体)

ーブルと専用ソフトウェア SeaStar を使います。
SeaStar はスターオッディ社の全製品共通ソフトウェ
アですので、DST シリーズのデータ管理にも使えまStarmon mini(プラスチック筐体)

す。ソフトは別売ですが、アップグレードは Web 上から無償で行えます。対応 OS は、マイクロソフト社
Windows 7 以降の日本語版です。

内部電池の寿命は約 10 年と、長期間計測にも対応しています(Starmon TD:5 分間隔の場合)。また、取得されたデータは不揮発性メモリに記録されていますので、内部バッテリーが尽きてもデータが消滅することはありません。
Starmon mini は河川や湖用の 400m 耐圧プラスチック
筐体モデルと、深海用の 11,000m 耐圧チタニウム筐体モデルを、また、Starmon TD は 2,000m 耐圧チタニウ
ム筐体をご用意しております。

特 徴□

小型(25mm 径×130mm 長、Starmon mini 型
40mm 径×197mm 長、Starmon TD 型)

□

軽量

□

最大深度 11,000m(Starmon mini 型)□

温度分解能 0.001ºC(Starmon mini 型)
0.002ºC(Starmon TD 型)□

アプリケーションとして、
●海洋学

●生態学

●陸水学

●水文学

●水産養殖

●海洋生物学など様々な用途にご利用頂けます。

またオプションとして最大 90ºC の範囲(Starmon miniのチタニウムハウジングのみ)で校正をおこなっております。地熱やボアホール用としてご利用頂けます。

不揮発性メモリ
電池交換ならびに再校正を承っております。長期間にわたり測定した後ですので、電池交換と同時にセンサの再校正をおすすめしております。

11

本体仕様
Starmon mini

Starmon TD

測定範囲-2ºC~+40ºC

精度
温度±0.025ºC

分解能
応答速度(63%応答)注 1)0.001ºC

0.002ºC

18 秒(標準)
2 秒(オプション)

6秒

2秒
50m、100m、200m、500m 注 2) 注 3)

測定範囲
深度

50m、100m、200m、500m、1,000m、2,000m、4,000m 注 2)注 3)

精度±0.3%F.S.

分解能

0.005%F.S.

A/D 変換16 ビットデジタル変換

15 ビットデジタル変換

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可能) 又は
5Hz,10Hz,20Hz のバーストサンプリング

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可能)又は
5Hz、10Hz、20Hz のバーストサンプリング

観測開始時間最小 5 分から最大 45 日間で設定可能

インターフェース
収録データ数USB ポート

USB ポート

16,000,000 データ

8,400,000 データ

形式
メモリ

フラッシュメモリ

連続記録
時間

3 日(1 秒間隔時)、30 日(10 秒間隔時)

97 日(1 秒間隔時)、970 日(10 秒間隔時)

保持期間

25 年

20 年

バッテリー寿命注 4)

6.5 年

10 年

バッテリー交換可

内部クロック精度

月差±1 分

ハウジング材質

プラスチック

チタニウム

アルミニウムチタニウム

ハウジング寸法25mm(径)×130mm(長)40mm(径)×197mm(長)ハウジング体積

63.8cm3

247.6cm3

ハウジング耐圧

400m

11,000m

500m

2,000m

空中

170g

190g

393g

608g

水中

80g

-

240g

388g

重量

取り付け穴

2.8mm(径)ソフトウェア(対応 OS)6mm(径)
SeaStar(Windows)

注 1):上記のレンジ以外も可能です。
:ご注文時、上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。
注 3):測定範囲外でのご使用は、深度センサが破損する恐れがあります。
必ず範囲内でのご使用をお願いします。
注 4):サンプリング間隔を Starmon mini では 2 分以上、
Starmon TD では 2 分以上として記録した場合になります。
尚、電池交換はメーカでのみ対応させていただいています。
注 2)

Starmon mini 用
ステンレス製保護ケース(オプション)
40mm(径)×206mm(長)、空中重量 360g
ケーブルや係留装置等に容易に取り付けられるよう設計されています。

12

水温·深度·3 軸加速度/コンパスロガー

Starmon tilt
Starmon compass

Starmon tilt/ compass は、大容量メモリを搭載した小型で堅牢な水中ロガーです。水中機器や水中ビークルの向き、傾き、姿勢を監視するのに適しています(Starmon tilt:水温·深度·3 軸加速度ロガー、Starmon
compass:水温·深度·3 軸加速度·コンパスロガー)。

3 軸加速度センサから傾斜角も算出されますので、対象物の動作や姿勢の把握が可能です。サンプリング間隔は一定時間間隔に加えバーストモードも選択可能です。筐体はチタニウム製で、調査内容に合わせて50、100、200、500、1,000、2,000、4,000、4,500m の8 つの深度レンジを用意しています。

コンピュータでデータ取得するために専用の接続ケ
ーブルと専用ソフトウェア SeaStar を使います。
SeaStar はスターオッディ社の全製品共通ソフトウェ
アですので、DST シリーズのデータ管理にも使えます。ソフトは別売ですが、アップグレードは Web 上から無償で行えます。対応 OS は、マイクロソフト社
Windows 7 以降の日本語版です。

Starmon tilt は一回の充電で約 7 年の長期連続観測が行えます。また、取得されたデータは不揮発性メモリ
取り付け器具装着例に記録されていますので、内部バッテリーが尽きてもデータが消滅することはありません。また、ソフトウ

特 徴

ェアには計測設定することでのメモリ残量と電池残量の推定計算機能が搭載されています。

□

小型(40mm 径×236mm 長)□

軽量(水中重量 500g)□

最大深度 4,500m□

温度精度±0.025ºC□

不揮発性メモリ

アプリケーションとして、●トロール網や浚渫装置の動作●AOV や ROV のような装置の向き●潜水式音響受信機や、風や波による係留線の傾き角の変化●石油・ガスパイプラインの検査など様々な用途にご利用頂けます。

13

本体仕様
Starmon tilt

Starmon compass

測定範囲
精度

±0.025ºC

分解能

0.002ºC

応答速度

2 秒(63%応答)

測定範囲

50m、100m、200m、500m、1,000m、2,000m、4,000m, 4500m 注 2)注 3)

精度±0.3%FS

分解能

0.01%FS

測定範囲±3g(X、Y、Z 軸に対して)分解能

0.0025g

測定範囲±90º(X、Y、Z 軸に対して)精度±3º(X、Y、Z 軸に対して)

分解能

0.2º

温度

深度

加速度

-2ºC~+40ºC

注 1)

傾斜

測定範囲

0-360º精度±5º(水平あるいは垂直から 0-45º の場合)
±7º(水平あるいは垂直から 46-60º の場合)

分解能

0.1º

方位

A/D 変換12 ビットデジタル変換

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可能)の一定時間間隔又は 20Hz、50Hz、100Hz(加速度のみ)、5Hz、10Hz(温度・深度・加速度・方位)のバーストサンプリング

観測開始時間最小 5 分から最大 45 日間で設定可

インターフェース

USB ポート

収録データ数
メモリ

6,700,000 データ

2,200,000 データ

形式

フラッシュメモリ

連続記録時間

15 時間(100Hz バーストサンプリング時)、38 日(1 秒間隔時)、388 日(10 秒間隔時)

保持期間

20 年

バッテリー寿命

一回の充電で 7 年使用可注 4)

一回の充電で 2 年使用可注 4)

バッテリー交換メーカによる交換、交換後はヘッダリングセンサの校正が必要

内部クロック精度

月差±1 分

ハウジング材質

チタニウム

ハウジング寸法40mm(径)×236mm(長)ハウジング体積

296.4cm3

ハウジング耐圧

11,000m 注 5)

重量

空中

761g

水中

500g

取り付け穴

6mm(径)

ソフトウェア(対応 OS)

SeaStar(Windows)

注 1):上記のレンジ以外も可能です。
:ご注文時、上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。
注 3):測定範囲外でのご使用は、深度センサが破損する恐れがあります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。
注 4):サンプリング間隔 1 分の場合になります。繰り返し充電回数は 500 回、保証期間は 12 ヶ月になります。
注 5):深度センサ非搭載の場合になります。
注 2)

14

オプション
コミュニケーションボックス
DST シリーズのタグとコンピュータ間の通信は右図のコミュニケーションボックスを介して設定及びデータ回収を行います。電源は USB ポートからの供給(バスパワー)のみ
で、タグの直径に合わせて次の四種類を用意してあります。
●タグ径 6mm 用(DST nano-T)●タグ径 8.3mm 用(DST micro、micro-HRT)●タグ径 13mm 用(DST milli、milli-HRT)●タグ径 15mm 用(DST CTD、centi、centi-ACT、
compass、comp-tilt)

順にタグ径 6mm 用、8.3mm 用、13mm 用、15mm 用

専用ソフトウェア(SeaStar) (Mercury)
ソフトウェアは、水産用や工業用の SeaStar、医薬品用の
Mercury の 2 種類を用意しています。前者は DST シリーズの HRT 型を除く全てのタグの設定及び解析、後者は DST
nano-T と DST micro-T、DST centi-T、HRT 型の設定及び解析を行うことができます。
一定の間隔で計測(シングルインターバル)するだけでな
く、複数の計測間隔を組み合わせる(マルチプルインターバ
ル)こともでき、季節変動など周期性のあるものの計測にも使うことができます。マルチプルインターバルは最大 7 種類の設定が可能です。
グラフ表示画面

新たに必要なデータを優先的にメモリに保存するプライマリー機能が加わりました。この機能を使うと、温度•深度 2 項目のタグの場合、深度が変わらないことが判っている時、温度を優先して温度データ 10 回に深度データを 1回とすることで従来の 1.8 倍計測期間を延長することができるようになります。
データの喪失を避けるため、計測データをコンピュータに
ダウンロードしないと、次の計測が設定できません。ダウンロードしたデータは自動的にハードディスクに保存され、ファイル名が重複しないように記録回数で管理するようになっています。また、グラフは、ビットマップファイ
ル(bmp)やウインドウズメタファイル(wmf)方式で保存できます。
インターネットに接続されたパソコンでソフトウェアを起動させるとアップデートの有無を確認する仕様になっています。最新のバージョンがリリースされている場合には、無償で最新のバージョンにアップデートすることできます。

15

シングルインターバル設定画面
マルチプルインターバル設定画面

本カタログの機器の仕様は、予告無く変更する場合があります。最新の情報は、ホームページ
https://www.k-engineering.co.jp で随時紹介していますので、是非アクセス願います。

16

ケー･エンジニアリング株式会社
111-0053

東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 5-2-12

TEL.03-5820-8170

FAX.03-5820-8172

Homepagehttps://www.k-engineering.co.jp

E-mailsales@k-engineering.co.jp