PMP-3200
パルス検出モジュール
16780060002

PMP-3200は取引用電力量計の電流パルス出力をCTで受け、電圧パルスに変換する電力量計測用のモジュールです。パルスロガーにパルス信号を出力し、時系列での消費電力量測定・記録を可能にします。
CT部
253518
φ6

変換部

208.5

対応電力量計入力 センサ

パルス検出電流
パルス幅

出力
電源

最小パルス間隔
信号出力

パルス幅

使用環境
付属品

対応データロガー(子機) ※2
防水性能

ケーブル部

512000塩化ビニール

塩化ビニール被覆電線

高圧受電（6.6kV）取引用電子式電力量計（50,000pulse/kWh）CT方式に対応
分割クランプ式電流センサ
10mA～40mA

窓径φ6OFF電流0.5mA以下

10msec～30msec

両極対応

パルス幅×2 or 30msec以上で大きい方
負論理パルス

Hi：電源電圧×0.7以上

3msec～9msec

単位: mm

Lo：1V以下

3.6V ( 接続しているデータロガーより供給）
温度 -10℃～50℃

湿度10～90％RH結露しないこと

電力量計接続用被覆電線、ケーブル固定用クランプ、ネジ
RTR505B(L)※1、RTR-505-P(L)※1、TR-55i-P
いずれもデータ収集機が別途必要です。

なし※1 ワイヤレスデータロガーは、モニタリング間隔（親機との無線通信間隔）により電池寿命が変化します。モニタリング間隔５分の場合に約7ヶ月 (大容量バッテリLタイプは約36ヶ月)です。
※2 電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。その他の仕様は、Web
サイトの各製品ページでご確認ください。

1．はじめにPMP-3200の取り付けはお客様がご契約中の電力会社様にご依頼ください。
ご自身で取り付けることはできません。

取引用電力量計のパルス定数が50,000pulse/kWhであることを確認し、契約している電力会社様の営業またはサービス部署に、デマンド監視するためのパルス提供をお願いしてください。電力会社様から申込書が送られてきますので、取り付け日時等を記入して電力会社様に返送してください。

2．データロガーの設定

電力量を測定・管理するには、ご準備いただいたデータ収集機（親機）の専用ソフト
ウェアからデータロガー（子機）の設定を行ってください。
参考：設定例

ここに記載がない設定項目については、運用方法に合わせて任意で設定を行ってください。
詳細はソフトウェアのヘルプをご確認ください。

記録モード
記録間隔エンドレスを推奨

1分～30分が妥当（2分を推奨）

記録間隔が短いほど短時間に起きた電力量の変化を測定できますが、データロガー内に残る記録の期間は短くなります。
(記録間隔2分の場合、約22日分の記録が可能)

パルスの種類「立ち下がり」を選択します。

液晶表示

記録間隔で指定した時間あたりのパルス数を表示する場合は「パルスレート」、パルスの積算値を表示する場合は「総パルス数」を選択します。

チャタリングフィルタ 「OFF」を選択します。

Ch.1スケール変換式 時間あたりのパルス数(Ch.1)を電力値に、総パルス数(Ch.2)を電力量に変換するための変換式を入力します。
接続する電力量計により入力する値が異なります。電力量計の表示をCh.2スケール変換式

確認し、スケール変換値換算表から該当する数値を入力してください。

警報監視

測定値に対して監視を行い、警報通知を行う場合は「ON」を選択します。

Ch.1 上限値

スケール変換後の数値で上限値を入力します。

警報監視対象Ch.1 下限値

警報判定時間吸い上げ「パルス」を選択します。

通常設定しませんが、電力の下限を監視する場合は上限値と同様に入力します。

上限値・下限値の範囲外となる状態が、どのくらい継続したら警報と判断するかを指定します。
記録データを自動で吸い上げる場合には「ON」を選択します。

取引用電力量計の表示とスケール変換値換算表

電力量計の表示に従って、下記の表からスケール変換式y=ax+bのaに入力する値を探し、記録間隔に応じて数値を入力します。bには0を入力します。取引用電力量計のパネルの下方部に6,600 / 110V/ 5A と変換乗数が表記されています。この値を元にデータロガーの電力値と電力量のスケール変換値を決めます。
取引用電力量計の表記がパルス定数50,000pluse/kWh 6,600V/110Vの値 Ch.1 変換式 a の値
変換電流 記録間隔2分の場合(A)
1パルスの電力(kW)1000.7200800.5760
750.5400
500.3600
400.2880
300.2160
200.1440
150.1080
100.0720

A /5Aの場合

Ch.2 変換式 a の値
1パルスの電力量(kWh)0.02400.01920.01800.01200.00960.00720.00480.00360.0024[ Ch.1 変換式 a の値 ] はデータロガーの記録間隔によって入力する値が変わります。
記録間隔1分 左記×2
記録間隔5分 左記÷2.5
記録間隔10分 左記÷5で計算した値を変換式に入力します。
お客様の変換乗数が換算表にない場合は、下記[Tips]をご覧ください。

Tips

スケール変換入力値の計算方法
パネルに表記されている変換乗数が6600V/110V 50A/5A パルス定数50,000pulse/kWhの場合
Ch.1計算式：

6,600V/110V＝60 50A/5A＝10 倍率＝60×10＝600
1パルスの電力量は600/50,000pulse/kWh＝0.012kWh/pulse
スケール変換式 a=0.012 b=0 単位：kWh 有効桁数：4桁程度
現在値モニタやグラフを電力量で表記したい場合は上記の値でよいのですが電力値kWで表記したい場合は以下の計算が必要です。(通常はこの値を入力します)
記録間隔が2分でカウントした電力値の1パルスの電力は0.012kWh/pulse/(2/60)h＝(0.012×30)kW/pulse＝0.36kW/pulse

スケール変換式

Ch.2計算式：

a=0.36 b=0 単位：kW

Ch.2は記録開始からの総カウント値（使用電力の合計）なので、上記で算出した電力量の変換にします。0.012kWh/pulse

スケール変換式

a=0.012 b=0 単位：kWh

有効桁数：6桁以上

3．設置と注意事項

電力量計

C1端子
被覆電線

C2端子
PMP-3200

ケーブル固定用クランプ（固定が必要な場合）• PMP-3200の取り付け後、データロガー(子機)がカウントを開始し、動作が確認できるまで電力会社の作業者様にとどまっていただくようにしてください。動作しなかった場合でもご自身で結線を変更しないでください。
• データロガー(子機)の電池を交換するときは、PMP-3200を本体から取り外した状態で交換を行ってください。
• CT部は開閉式になっています。閉じるときは勘合部がパチンと勘合するまで閉めてください。
• 付属の被覆電線がご使用の電力量計に適合しない場合は、電力量計に合った被覆電線を別途ご用意ください。
• 直射日光が当たる場所には設置しないでください。

• PMP-3200が濡れたり、結露するような場所には設置しないでください。