チャンネルマーク© Copyright T&D Corporation. All rights reserved. 2022. 11 16508230020（第 3 版）

クラウド対応 USB 接続温度湿度データロガー

取扱説明書

現在表示中のチャンネル

TR7A シリーズ
対象製品

TR71A,TR72A,TR72A-S,TR75A

T&D Thermo 設定 / グラフ表示

点灯：LAN・Bluetooth・USB 接続中
点滅：LAN・Bluetooth・USB 通信中

設定編 �, �

点灯：記録中点滅：予約スタート待機中
消灯：記録停止中

記録モードマーク

データ吸い上げ / 本体設定
Bluetooth 通信

設定編 1

機器内の記録データ量を 4 段階で表示

1.1

電池残量警告マーク

消灯：電池残量に問題なし / 点滅：電池残量が少なくなると表示
点灯：電池残量が更に少なくなると表示。自動送信動作を停止し、記録を継続

Upload マーク

アクセスポイントクラウド

最大値 / 最小値マーク

測定値が上下限値エラー、またはセンサエラーになると点滅

閲覧ダウンロードスマート端末 / Windows でのデータ吸い上げや、クラウドを使った、データ自動送信や異常検知時の警報メール / プッシュ通知などの機能をご利用いただけます。

データフルによる記録停止状態

未接続、接触不良、故障など

記録モードを ONETIME に設定した場
合に、記録データが 30,000 個に到達すると表示

電池残量低下による記録停止状態

左記、記録停止状態のまま電池交換をせず放置すると電池残量が全くなくなり液晶表示が消えます。記録データは保持されています。
液晶表示が消えると内蔵時計がリセットされます。

おんどとり Web Storage のご紹介

ファームウェアバージョン
電源を入れた直後に表示

工場出荷時の設定値
おんどとり Web Storage
ondotori.webstorage.jp

記録間隔：10 分

自動送信：OFF

最大値 / 最小値の定時リセット：毎日午前 0:00 にクリア

以下の表の日数分のデータを保存します。
記録間隔

1秒

2秒

5秒

10 秒

15 秒

20 秒

30 秒

1分

2分

5分

期間

1日

2日

3日

6日

9日

12 日

20 日

40 日80 日

200日

10 分
以上
450日

* データ保存期間より古いデータは、自動的に削除されます。
* 最後に受信したデータの記録間隔を基準として保存期間が決定されます。長い記録間隔から短い記録間隔に変更すると、そのタイミングで大量のデータが削除される場合がありますのでご注意ください。

*「T&D Thermo」で吸い上げ後、本サービスに手動で送信されたデータは、20MB までお預かりいたします。
（参考：フルデータ（30,000 データ× 2）で約 160KB）

アプリ起動画面左上の① [ メニューボタン ] →② [ アプリ設定 ] →③ [ アカウントの管理 ] →④ [ アカウントを追加 ] →⑤ [ 新規ユーザ登録 ] から新規アカウント登録をします。
登録したアカウント情報をアプリ起動画面左上の① [ メニューボタン ] →② [ アプリ設定 ] →③ [ アカウントの管理 ] →④ [ アカウントを追加 ] へ入力します。

「Web Storage」のアカウントを既にお持ちの場合お持ちのアカウント情報をアプリ起動画面左上の① [ メニューボタン ] →② [ アプリ設定 ] →③ [ アカウントの管理 ] →④ [ アカウントを追加 ] へ入力します。

① [ メニューボタン ]・メニュー画面② [ アプリ設定 ]・アプリ設定画面③ [ アカウントの管理 ]*DHCP やプロキシサーバの設定は [ 接続先を編集 ] から設定できます。
* ボタン操作 (WPS) での設定も利用できます。詳しくは裏面の [ 本体ボタン操作 ] を参照してください。

4.2
4.3
4.4

自動送信間隔を設定します。設定する間隔により、電池の寿命が大きく変わります。
前述の「自動送信間隔と電池寿命の目安」を参考に設定してください。

接続テストをしたい場合はネットワーク設定画面の⑫ [ 接続先 ] からテストできます。
エラーがある場合はエラーメッセージが表示されます。
ネットワーク状態はネットワーク設定画面で確認できます。

警報メールついて警報メールは「おんどとり Web Storage」から送信されます。
製品本体が警報を検知したら警報情報をインターネット経由で「Web Storage」へ即時送信し、「Web Storage」で設定したアラート受信アドレスに警報メールを送信します。
Web サイトを参考に必要な設定を行なってください。
manual.tandd.co.jp/tr7/alert/index.html* 本サービスが送信する E メールにつきまして、不着・遅延のない送信を保証するものではありません。

⑨ [ 機器 ]・機器詳細画面⑩ [Bluetooth ボタン ]・グラフ表示画面⑪ [ ネットワーク設定 ]・アカウントの追加画面⑤ [ 新規ユーザ登録 ]⑫ [ 接続先 ]アメリカ疾病予防管理センター (CDC) よって定められたワクチン管理に関する指令に準拠した管理を実現するモード（TR71A、TR75A）。

Max/Min

通常モード

VFC モード

測定値の最大・最小値。本体ボタン操作、アプリによる設定、または新たに記録開始でリセット可

記録値の最大・最小値。本体ボタン操作、アプリによる設定、または新たに記録開始でリセット可

9 通りから選択 (30 秒～ 60 分 )0秒

上下限値警報もセンサ警報も、警報状態から復帰したら表示は消える

上下限値警報はしきい値の範囲内に戻っても表示は消えないセンサ警報は異常が解消したら表示は消える

警報判定時間 「測定値」がしきい値を超えた、またはセンサ異常警報表示[ALM] マーク

記録間隔
期間

点灯：サーバへの接続に成功
点滅：サーバへの接続に失敗
消灯：無線 LAN が未設定、または自動送信が “OFF”

アプリ起動画面にリスト表示されている⑨ [ 機器 ] タップで、機器詳細画面へ遷移します。機器詳細画面下部の⑩ [Bluetooth ボタン ] タップで遷移したグラフ表示画面内の⑪ [ ネットワーク設定 ] タップでネットワーク設定画面へ遷移し、無線 LAN を設定します。

・ネットワーク設定画面「記録値」がしきい値を超えた、またはセンサ異常が発生した状態が判定時間を超えたら警報とみなす が発生したら警報とみなす

設定編 3
3.1

3.2

機器の追加

アプリ起動画面右下の⑥ [ 新規追加ボタン ] タップで機器の追加画面へ遷移し、近くにある機器を自動で検索します。検索された機器は画面下部「近くにある Bluetooth機器」の下にリスト表示されますので、⑦ [ 追加する機器名 ] をタップします。
機器の登録コード（製品に同梱されています）を入力し⑧ [ 追加 ] をタップします。機
器が正常に追加されると、アプリ起動画面にリスト表示されます。*1

設定編 5
5.1

登録コードを無くした時は「TR7 for Windows」を使ってご確認いただけます。
「T&D Thermo」に登録済みの機器であれば設定一覧表示からご確認いただけます。

記録データ数が上限（30,000 個）に到達するまでの期間

Web 接続マーク

4.1

・アプリ起動画面④ [ アカウントを追加 ]自動送信先：おんどとり Web Storage

記録間隔と本体のデータ記録容量

本体液晶表示の説明

点灯（1 ～ 3）：無線 LAN への接続に成功
点滅：無線 LAN への接続に失敗
消灯：無線 LAN が未設定、または自動送信が “OFF”「Web Storage」のアカウントをまだお持ちでない場合

VFC モードについて「おんどとり Web Storage」のデータ保存期間

無線 LAN マーク「おんどとり Web Storage」アカウントの追加・アプリ起動画面

ネットワーク設定

この章は「Web Storage」や「警報メール」「自動送信」を利用する方向けです。
利用しない方は設定する必要はありません。

時差設定：UTC+9:00

警報設定：OFFmanual.tandd.co.jp/thermo/

設定編 4

www.tandd.co.jp/software/td-thermo.html

・アカウント画面

記録モード：エンドレス

測定モード：通常モード

アプリのダウンロード

利用する方は最初に「Web Storage 」のアカウントをアプリに追加します。

2.2

電池残量警告マークが点灯後、電池交換をせず使用を続けると表示

ブラウザからアクセス

この章は「Web Storage」や「警報メール」「自動送信」を利用する方向けです。
利用しない方は設定する必要はありません。

測定開始時またはリセット時からの測定値の最大・最小値

センサエラー

警報メール「T&D Thermo」をダウンロードしてください。

設定編 2

2.1

主なメッセージ表示

機器ご利用にあたり、本体の初期設定が必要ですが、本書では主に 2 つの初期設定方法をご紹介します。
スマート端末で初期設定をしたい方は「スマート端末で初期設定をする」の項を、Windows で初期設定をしたい方は「Windows で初期設定をする」の項をご確認ください。

「T&D Thermo」からもアカウントの新規登録ができます。

本体ボタン操作にて記録データの記録間隔を表示する際に使用

ALM マークUSB「おんどとり Web Storage」とは、弊社が提供する無料クラウドサービスです。
（以降、「Web Storage」と記載します。）
設定された記録間隔に応じて 1 日〜 450 日間のデータをお預かりいたします。
Windows 用のアプリケーション「T&D Graph」を利用すれば、PC へのデータのダウンロードやダウンロードしたデータの参照・分析ができます。

Rec.マーク

本体ボタン操作にて記録データの自動送信間隔を表示する際に使用データ自動送信

本書では本製品を使い始めることができる状態を目標に、アプリのダウンロード、クラウドとの連携、アプリへの機器登録、データの吸い上げ・グラフ表示についてご案内します。機器設定などの詳細なご説明や、その他の機能については Web サイトで公開しています。

アクセスポイントDATA マーク閲覧

T&D Thermo

設定編 �

設定編 �

データ自動送信* 点灯している間に電池を交換すると記録の続行ができます。点灯したら早めに電池交換をしてください。
* 電池の +/- の向きを間違えたり、電池端子の +/- をショートさせたりしないでください。
* 本体から電池をはずして放置すると約 3 分後に電池切れ状態となり計測・記録を停止します。電池交換はすみやかに行ってください。

設定予約

TR7 for Windows 設定 / データ吸い上げ
T&D Graph グラフ表示 / 解析 / 保存*「T&D Data Server」を使ったローカルネットワークでの自動送信機能を使うにはパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」を使う必要があります。詳しくは裏面の「Windows で初期設定をする」をご参照ください。

REC マーク* ボタン操作での設定 / 変更は不可。工場出荷時はエンドレスモード

TR7A シリーズは、温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を利用することで、スマートフォンでもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度・湿度の確認ができます。

TR71A
TR72A
TR72A-S
TR75A

スマート端末で初期設定をする

ENDLESS：記録データ数が 30,000 個を超えると古いデータから上書きし記録を継続
ONETIME：記録データ数が 30,000 個に達したら記録を停止

はじめに（TR7A シリーズの概要）

無線 LANWPS を利用した無線 LAN 設定が可能な状態になると表示

COM マーク

この度は、当社の製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

Bluetooth

WPS マーク

1秒

30 秒

5分

10 分

15 分

60 分

約 8 時間約 10 日約 100 日約 200 日約1年

約 3.5 年

詳しくはこちら・アプリ起動画面⑥ [ 新規追加ボタン ]www.tandd.co.jp/support/faq/?id=95
・機器の追加画面⑦ [ 追加する機器名 ]・機器の追加画面⑧ [ 追加 ]自動送信間隔と電池寿命の目安

5.2

時刻の設定

アプリ起動画面にリスト表示されている⑨ [ 機器 ] タップで、機器詳細画面へ遷移します。機器詳細画面下部の⑩ [Bluetooth ボタン ] タップで遷移したグラフ表示画面内の⑬ [ 詳細設定 ] タップで詳細設定画面へ遷移します。詳細設定画面内の⑭ [ 時刻同期
設定 ] タップで時刻同期方法を設定します。

記録データを「おんどとり Web Storage」へ自動送信する場合は［SNTP サーバと同期］（推奨）または［おんどとり Web Storage と同期］を、サーバへの自動送信を利用せずスマートフォンとBluetooth 通信して記録データを吸い上げる場合は［スマートフォンの時刻を設定する］を選択してください。

・グラフ表示画面⑬ [ 詳細設定 ]

送信間隔

1分

10 分

1 時間

12 時間以上

電池寿命

約 10 日

約 2 ヶ月

約1年

約 15 ヶ月• 新しいアルカリ電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。
• TR71A の場合、自動送信の頻度によっては内蔵温度センサの測定値が 0.3℃ほど高くなる場合があります。

*1 : 設定編 2「おんどとり Web Storage」アカウントの追加を行う前に、設定編 3 機器の追加を行った場合、右上の [ 編集ボタン ] から機器を一旦削除して再度追加してください。

・詳細設定画面⑭ [ 時刻同期設定 ]スマート端末で初期設定をする

Windows で初期設定をする

機器の設置

機器を測定したい場所に設置します。
測定前に機器の設定を変更したい場合は、Web サイトを参考に必要な設定を行なってください。

設定編 �, �, �USB

ローカルネットワーク
T&D Data Server

記録データの吸い上げ、確認

記録データの吸い上げ、確認は、機器が近くにある場合に Bluetooth 経由でデータを吸い上げる方法と、「おんどとり Web Storage」に自動送信されているデータのインターネット経由での確認方法があります。
Bluetooth で機器からデータを吸い上げる方法

アプリ起動画面にリスト表示されている⑨ [ 機器 ] タップで、機器詳細画面へ遷移します。
機器詳細画面下部の⑩ [Bluetooth ボタン ] タップで端末からデータを吸い上げ、グラフ表示をします。
吸い上げたデータはグラフ表示画面の⑰ [ ダウンロードボタン ] タップで端末に保存することができ、機器詳細画面の⑮ [ ファイル ] に格納されます。ファイルでは、保存したデータのグラフ表示や、共有、レポート作成、「Web Storage」への送信などの操作ができます。詳しくは Web サイトをご参照ください。
manual.tandd.co.jp/thermo/save/index.html

アプリ起動画面にリスト表示されている⑨ [ 機器 ] タップで、機器詳細画面へ遷移します。
機器詳細画面下部の⑯ [Web Storage ボタン ] タップで「おんどとり Web Storage」へ自動送信されているデータをグラフ表示します。
・機器詳細画面⑩ [Bluetooth ボタン ]⑮ [ ファイル ]⑯ [Web Storage ボタン ]3.4

本書では本製品を使い始めることができる状態を目標に、ソフトウェアのダウンロード、機器の設定、自動送信・警報の設定、データ吸い上げ・グラフ表示まで、についてご案内します。各
項の詳細なご説明や、その他の機能については web サイトにてご案内しています。

設定編 1
1.13.5
3.6⑧ [ データ送信間隔 ] クリックで自動送信間隔を設定します。設定する間隔により、電池の寿命が大きく変わります。
前述の「自動送信間隔と電池寿命の目安」を参考に設定してください。

⑨ [ データ送信先 ] クリックでデータ送信先ウインドウを開き、任意のデータ送信先を選択してください。選択が終わったら [ 設定送信 ] をクリックして設定を反映します。
最後にメインウインドウ⑩ [ 設定送信 ] をクリックして設定を反映します。

機器の液晶表示で無線 LAN 設定、サーバ通信が正常に行われているか確認します。
本体の [REC/STOP] ボタンを押すと、サーバへ記録データを送信します。

ソフトウェアのダウンロード

記録データ送信に成功した場合は、通信が終了した後 (は点灯しています。

ティアンドデイ公式サイトの [ ソフトウェア ] から「TR7 for Windows」をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。

1.2

USB 通信ケーブルで機器をパソコンに接続するとソフトウェアが自動的に起動します。
起動しない場合は、Windows スタートメニューから起動してください。

設定編 2

2.2・グラフ表示画面⑰ [ ダウンロードボタン ]消灯 ) も 、とが点滅している場合
無線 LAN アクセスポイントへの接続に失敗しています。ネットワーク名、セキュリティ種別、パスワードなどネットワーク設定に誤りがないかご確認のうえ、無線 LAN ア
クセスポイントとの距離や設置場所の調整を行ってください。

www.tandd.co.jp/software/tr7win.html

2.1「おんどとり Web Storage」のデータを確認する方法⑨ [ 機器 ]*DHCP やプロキシサーバの設定は必要に応じて設定してください。

インターネット

3.3

TR7 for Windows

manual.tandd.co.jp/thermo/setting/index.html

・アプリ起動画面

USB

3.2 「TR7 for Windows」のメインウインドウ⑥ [ 自動送信設定 ] クリックでネットワーク設定を表示し、⑦ [ 無線 LAN 設定 ] で無線 LAN の設定をします。

が点滅している場合インターネットへの接続に失敗しています。ネットワーク設定や、アクセスポイントからインターネットへの接続を確認してください。

時刻の設定

メインウインドウ上部のメニューバー内① [ 設定 (S)] クリック→ [ 時差 / 時刻設定 (T)]クリックで時刻設定ウインドウを開き、② [ 時刻同期の設定 ] をします。

・メインウィンドウ画面⑥ [ 自動送信設定 ] ⑦ [ 無線 LAN 設定 ]⑧ [ データ送信間隔 ] ⑨ [ データ送信先 ]⑩ [ 設定送信 ]記録データを「おんどとり Web Storage」へ自動送信する場合は［SNTP サーバと同期］（推奨）または［おんどとり Web Storage と同期］を、サーバへの自動送信を利用せずパソコンで記録データを吸い上げる場合は［パソコンの時刻を本体に設定する］を選択してください。選択後、[ 設定送信 ] クリックで設定が完了します。

・機器の液晶表示

・メインウィンドウ画面① [ 設定 (S)]・時刻設定ウィンドウ画面② [ 時刻同期の設定 ]警報メールについて

警報メールは「おんどとり Web Storage」または「T&D Data Server」から送信されます。
製品本体が警報を検知したら警報情報をインターネット経由で「Web Storage」、またはローカルネットワーク経由で「T&D Data Server」へ即時送信し、「Web Storage」または「T&DData Server」で設定したアラート受信アドレスに警報メールを送信します。

グラフは端末を横に傾けて全画面表示したり、ピンチ操作で拡大したりできます。
manual.tandd.co.jp/thermo/graph/index.html

設定編 3

本体設定の変更

本体設定の変更は機器が近くにある場合に Bluetooth 経由で設定変更する方法と、「おんどとりWeb Storage」を介したインターネット経由で設定変更する方法があります。
Bluetooth での設定変更方法

アプリ起動画面にリスト表示されている⑨ [ 機器 ] タップで、機器詳細画面へ遷移します。
機器詳細画面下部の⑩ [Bluetooth ボタン ] タップで端末からデータを吸い上げ、グラフ表示をします。グラフ表示下部の各項目から設定の変更ができます。
「おんどとり Web Storage」での設定変更方法

アプリ起動画面にリスト表示されている⑨ [ 機器 ] タップで、機器詳細画面へ遷移します。
機器詳細画面下部の⑯ [Web Storage ボタン ] タップで「おんどとり Web Storage」へ自動送信されているデータをグラフ表示します。グラフ表示下部の各項目から設定の変更ができます。

「おんどとり Web Storage」での設定変更は、機器が「おんどとり Web Storage」へデータを自動送信するタイミングで反映されます。

・アプリ起動画面⑨ [ 機器 ]・機器詳細画面⑩ [Bluetooth ボタン ]⑯ [Web Storage ボタン ]自動送信の設定

この章は「Web Storage」や「警報メール」「自動送信」を利用する方向けです。
利用しない方は設定の必要ありません。

3.1

Web サイトを参考に必要な設定を行なってください。
使い方 > 本体の設定 > 警報監視の設定をする
www.tandd.co.jp/support/webhelp/tr7-win-help/

自動送信先の設定を行います。

「おんどとり Web Storage」へ自動送信する場合

ブラウザから「おんどとり Web Storage」で検索し、おんどとり Web Storage サイトへ入り、サイト右上の「新規ユーザ登録」からログインアカウントを作成します。
ondotori.webstorage.jp/member/signup.php

作成したアカウントでサイトへログインし③ [ 機器設定 ] クリックで登録機器一覧ページへ遷移します。登録機器一覧ページ右上の④ [ 追加するボタン ] クリックで新しい機器の追加ページへ遷移し、機器のシリアル番号と登録コード（どちらも製品に同梱されています）を入力し⑤ [ 追加するボタン ] クリックで機器の追加をします。

* 本サービスが送信する E メールにつきまして、不着・遅延のない送信を保証するものではありません。

機器の設置

機器を測定したい場所に設置します。測定前に機器の設定を変更したい場合は、後述の「本体の設定変更」および、Web サイトを参考に必要な設定を行なってください。

www.tandd.co.jp/support/webhelp/tr7-win-help/

記録データの吸い上げ、確認
1「T&D Data Server」へ自動送信する場合

ローカルサーバ化するパソコンにソフトウェア「T&D Data Server」をインストールし設定をします。「T&D Data Server」の設定は Web サイトで公開しています。
www.tandd.co.jp/software/tdserver.html

独自サーバへ送信する場合通信やデータの仕様を開示しておりますので、弊社サポートにお問い合わせください。
www.tandd.co.jp/support/contact/
・機器設定画面

記録データの吸い上げ、確認は、機器とパソコンを USB 通信ケーブルで接続して行います。また、グラフの表示には別途グラフ表示用のソフトウェア「T&D Graph」が必要です。
ティアンドデイ公式サイトの [ ソフトウェア ] から「T&D Graph」をダウンロードし、パソコンにインストールしてください。
www.tandd.co.jp/software/td-graph.html

2

機器とパソコンを USB 通信ケーブルで接続し、メインウインドウ⑪ [ 記録データ吸い上げ ] クリッ
クで吸い上げ設定を表示し、⑫ [ 吸い上げボタン ] クリックで吸い上げを実行します。

3 「T&D Graph」がパソコンにインストールされている場合、自動でグラフが立ち上がります。
・メインウィンドウ画面⑪ [ 記録データ吸い上げ ]⑫ [ 吸い上げボタン ]③ [ 機器設定 ]④ [ 追加するボタン ]・機器の追加画面⑤ [ 追加するボタン ]「T&D Thermo」からの設定詳細は web サイトで公開しています。
manual.tandd.co.jp/thermo/setting/index.html

本体ボタン操作

本体ボタンの名称については、別紙「はじめにお読みください」に掲載しています。
液晶表示マークの名称については、表面「本体液晶表示の説明」に掲載しています。
電源 ON / OFF[PWR] ボタン長押し *1*2

記録開始 *3[REC / STOP] ボタン長押し *1「DATA マーク」点滅後、「REC マーク」点灯で記録開始

記録停止 *3[REC / STOP] ボタン長押し*1「REC マーク」点滅後、「REC マーク」消灯で記録停止

記録間隔と自動送信間隔の設定値を液晶画面に表示する[INTERVAL] ボタンを押すごとに「Rec. マーク」（記録間隔）と「Upload マーク」（自動送信間隔）を交互に表示

記録間隔の設定変更
記録中は設定変更ができないので、記録停止中に操作を行う必要がある *3[INTERVAL] ボタンを 1 回押し、「Rec. マーク」表示中に [INTERVAL] ボタン長押し *1「Rec. マーク」点滅後、設定値点滅。設定値点滅中に [INTERVAL] ボタンを数回押して記録間隔を変更
設定したい数値に合わせてしばらく放置すると設定が完了
自動送信間隔の設定変更[INTERVAL] ボタンを 2 回押し、「Upload マーク」表示中に [INTERVAL] ボタン長押し *1「Upload マーク」点滅後、設定値点滅。設定値点滅中に [INTERVAL] ボタンを数回押して記録間隔を変更
設定したい数値に合わせてしばらく放置すると設定が完了
データ送信先サーバへの記録データ・設定内容の送信
手動で即時にサーバへデータを送信したい場合に使用[REC / STOP] ボタンを押す。「無線 LAN マーク」と「COM マーク」が点滅し、サーバと通信通信キャンセル[PWR] ボタンを押す

測定値表示方法の変更[DISPLAY] ボタンを押す
押すごとに以下のように表示を切り替えます① Ch1 / Ch2 現在値 → ② Ch1 最大値 / 最小値 → ③ Ch2 最大値 / 最小値 → ④①〜③の巡回表示
TR75A センサタイプ表示
測定値表示方法で① Ch1 / Ch2 現在値の状態の時に [DISPLAY] ボタン長押し *1

最大値 / 最小値のクリア・「ALM マーク」の消灯
測定値表示方法で② Ch1 最大値 / 最小値か③ Ch2 最大値 / 最小値を表示中に [DISPLAY] ボタン長
押し *1
最大値 / 最小値点滅後、最大値 / 最小値がクリアされ「ALM マーク」が消灯 *6

WPS での無線 LAN 接続設定
利用中のアクセスポイントが WPS に対応しており、セキュリティ設定が WPA/WPA2 PSK である必要がある *4*5
[PWR] ボタン +[DISPLAY] ボタン同時に長押し *1「WPS マーク」点滅後、点灯「WPS マーク」点灯時に利用中のアクセスポイントを WPS 認証モードに設定接続に成功すると「無線 LAN マーク」が点灯、失敗時には点滅*1 長押しとは約 2 秒間ボタンを押し続ける操作のことです。
*2 記録中は電源を OFF にできません。

*3記録を開始すると本体内の記録データはすべて消失します。記録停止後は必要に応じて記録開始前にデータの吸い上げを行なってください。
*4 利用中のアクセスポイントの仕様や使い方については、販売元メーカーへお問い合わせください。
*5 アクセスポイントの仕様により本体操作で無線 LAN 接続設定ができない場合は、スマート端末かWindows からの設定をお試しください。

*6本体操作からは最大値 / 最小値と「ALM マーク」を同時にクリアする方法しかありません。別々にクリアしたい場合はスマート端末か Windows から操作することができます。

本体ボタン操作方法の詳細については Web サイトで公開しています。
manual.tandd.co.jp/tr7/button/index.html

困ったときはT&D オンラインサポート

www.tandd.co.jp/support/
TR7A シリーズ ヘルプ

本体設定の変更

機器とパソコンを USB 通信ケーブルで接続し、各種メニューから本体設定の変更ができます。
設定項目の詳細は Web サイトで公開しています。
www.tandd.co.jp/support/webhelp/tr7-win-help/

manual.tandd.co.jp/tr7/
T&D Thermo ヘルプ

manual.tandd.co.jp/thermo/index.html
TR7 for Windows ヘルプ

www.tandd.co.jp/support/webhelp/tr7-winhelp/

T&D Graph ヘルプ

www.tandd.co. jp/support/webhelp/
tdgraph-help/
T&D Data Server ヘルプ

www.tandd.co. jp/support/webhelp/
tddataserver-help/
おんどとり WebStorage の使い方

ondotori.webstorage.jp/manual/devicesetting.html