〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-15 シリーズ
電流駆動媒体隔離型
高圧圧力センサー
応用分野

特徴• プロセス制御• ソリッドステートの高い信頼性• 空気圧システムおよびバルブ• 高感度 でFSO 200 mV (1.0 mA)• 自動車およびトラック用• バイオメディカル機器• 冷凍および空調機器• 家電製品• 船舶及び海洋システム• 航空機および航空電子システム• 316L ステンレスの媒体隔離型• 直線性0.1% FSO typical• 温度精度 0.2% FSO typical• 4つの標準圧力範囲: 500 psi ~ 5,000 psi(34 bar ~ 345 bar)
• 標準構成̶1/2‒20 UNF threaded male port with 1.0 in(25.40 mm) frange
̶0.59 in (15 mm) diameter x 0.87 in (22 mm)long cylinder with o-ring seals
̶1/4‒18NPT male port with 7/8 in frange
̶1/8‒27NPT male port with 7/8 in frange• 温度精度 FSO 0.2% typical• カスタマイズについてはお問い合わせください。

NPI-15シリーズ仕様
概要
NovaSensor NPI-15シリーズは、最新のIsoSensor技術を搭載しており、OEMユーザーに最高の価格と性能を提供します。
過酷な環境で動作するように設計されていますが、シリコンセンサーの優れた感度、直線性、およびヒステリシスを提供します。
ピエゾ抵抗センサチップは、流体で満たされた円筒形キャビティ内に収容され、ステンレス鋼のダイアフラムおよびボディによって測定媒体から隔離されます。
すべてのNovaSensorシリコンセンサーと同様に、NPI-15シリーズは優れた安定性を提供するSenStable®処理技術を採用しています。
モジュラー設計により、センサーヘッダーモジュールに気密に溶接されたさまざまな圧力ポートモジュールが使用できます。
標準タイプA、B、H、Jが右側に示されています。
温度効果の補償のために、完全な抵抗網がハイブリッドセラミック基板上に供給されます。
IsoSensor設計は温度誤差を最小限に抑え、0°C〜70°Cの補償範囲で0.75％FSOの最大オフセット誤差を提供します。

NPI-15 シリーズ

NPI-15 シリーズ

等価回路図

図面

NPI-15シリーズ仕様
パラメーター
一般
圧力範囲

値

単位

追記

3500
kPa
507 psi
7000
kPa
1015 psi
35,000kPa5076 psi
過負荷耐圧
2xrated pressure
電気的仕様 @25°C（追記がない限り）
供給電流
1.0mA
1.5 mA maximum
絶縁抵抗100MΩ@ 50 VDC
入荷抵抗 (min)
4,000
Ω
± 20%
出力インピーダンス5,000Ω± 20%
ブリッジインピーダンス 5,000
Ω
± 20%
環境仕様
温度範囲
動作温度 (9)‒40°C to 125°C
補償温度0°C to 70°C
振動耐性
10gRMS 20 to 2000Hz
衝撃耐性
100g
11 milliseconds
製品サイクル
10 x 10 6 cycles 500/1000 psi
圧力サイクル34.47/68.94 (bar)1 x 10 6cycles 5000 psi(344.73 (bar)
機会的仕様 (1)重量≈28g(28 g) NPI‒15A‒XXX≈47g(47 g) NPI‒15B‒XXX
適応媒体
SUS316で対応可能な全ての媒体
筐体およびダイアフラム素材
推奨 O-Ring

Warranty

NovaSensor warrants its products against defects in material
and workmanship for 12 months from the date of shipment .
Products not subjected to misuse will be repaired or replaced.
NovaSensor reserves the right to make changes without further
notice to any products herein. NovaSensor makes no warranty,
representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular application, nor does NovaSensor
assume any liability arising out of the application or use of any
product or circuit anddisclaims and all liability
without limitation consequential or incidental damages. The
foregoing warranties are exclusive and in lieu of all otherwarranties, whether written, oral, implied or statutory. No Implied
for particular
statutory warranty of merchantability orpurpose shall apply.

注文方法
NPI-15

型番

圧力ポートタイプB

1/2-20 UNF

A

H

1/4-18 NPTJ

1/8-27 NPT

型番SUS316
Type A: 0.472 in (12 mm) ID x 0.059 in(1.5 mm) wall
Type B: 2-013 per ISO 3601/1

パラメーター
単位
最小
通常
最大 追記
圧力範囲
3,500, 7,000, & 35,000 kPa (Note 1, 8)
オフセットmV-2
12
フルスケール出力 mV
1702002302
直線性%FSO
‒0.25
0.1
0.25
3
ヒステリシスおよび再現性%FSO‒.050.1
0.05
3
オフセット温度精度
%FSO
‒0.75
0.20.75
4
フルスケール温度精度
%FSO
‒0.75
‒0.20.75
4
温度ヒステリシス %FSO
‒0.20.10.25オフセット短期安定性µV/V
56
フルスケール短期安定性µV/V
56
オフセット長期安定性
%FSO
0.17
フルスケール長期安定性%FSO
0.17〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

No port

圧力範囲(kilo Pascals (kPa); 3rd digit isnumber of zeros)

352

3500 kPa

353

35,000 kPa (NPI-15A Only)

702

7000 kPa
型番

圧力基準

S

シールゲージ圧

A

絶対圧
型番
H

NPI-15----電流駆動

標準モデル型番

1. Performance with oﬀset , thermal accuracy of oﬀset and thermal accuracyof FSO compensation resistors.
2. FSO with 1.0 mA input excitation.
3. Linearity by best straight line.
4. 32°F to 158°F (0°C to 70°C) with reference to 77°F (25°C).
5. 32°F to 158°F (0°C to 70°C,) by design.
6. Normalized oﬀset/ bridge voltage̶100 hours, typical value, not tested inproduction.
7. One year, typical value, not tested in production.
8. All values measured at 77°F (25°C) and at 1.0 mA constant current , unlessotherwise noted.
9. Reduced performance outside compensation range.

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com