Wireless Thermo Recorder
RTR501B / 502B / 503B / 507B
取扱説明書
お買い上げありがとうございます。
本書をお読みいただき正しくご使用ください。

電池をセットする電池を入れると初期設定値または前回設定値で記録を開始します。
初期設定値

電池フタネジ

製品概要

RTR501B / 502B / 503B / 507Bは、温度・湿度を測定・記録する無線通信対応のデータロガーです。
データロガーを設置した場所から回収することなく、親機で子機の記録データを無線通信機能によって収集し、解析、保存ができます。

ゴム
パッキン

RTR501B / 502B / 503B / 507Bは子機です。親機がないとご利用になれません。
（対応親機：RTR500BC / 500BW / 500BM）

操作や設定方法などは、親機付属の取扱説明書やWebサイトで公開しているヘルプをご覧ください。

© Copyright T&D Corporation. All rights reserved.
2023.11 16508160010（4 版）再生紙を使用しています。

RTR501B

温度センサ内蔵RTR502B

RTR503B

温度センサ
TR-5106付属

温湿度センサTR-3310付属付属リチウム電池

電池交換のサイン

エンドレス
10 分
即時スタート• 必ずネジに合ったドライバーを使用してください。プラスドライバー#1が最適です。

• 付属の電池は、チューブを付けたままセットしてください。市販のリチウム電池CR2をご使用の場合は、チューブの装着は不要です。
• ゴムパッキンのゴミ・傷をチェックしてからフタを閉めてください。ゴミ・傷が付着していると防水性が損なわれます。
• フタは確実に閉めてください。ただし、ネジを締め過ぎないように注意してください。
• 適正トルク: 20N･cm～30N･cm（2Kgf･cm～3Kgf･cm）

電池交換時期になると電池寿命警告マー
クが表示されます。電池寿命警告マークが表示されたら、なるべく早く新しい電池に交換してください。
電池交換をせず使用を続けると、現在温度と[bAtt]が交互に表示され無線通信を停止します。記録は継続しています。

https://www.tandd.co.jp/

パッケージ内容

記録モード
記録間隔
記録開始方法

交互表示

RTR507B

高精度温湿度センサ
SHB-3101付属• 電池交換をせず放置しておくと液晶表示が消え、これまでの記録データはすべて消失します。

• 電池を抜いてもしばらくは動作しますが、液晶画面の表示が消えるまで放置すると記録データは消失します。

• リチウム電池をセットすると、電池残量警告マークが10分から60分程度消えないことがあります。これは電池の特性上、保管時に自己放電を防ぐ被膜が形成されるために発生するもので、本体の故障や電池の不良ではありません。

子機登録時の通信方法

はじめに対応親機のソフトウェア上で、光通信またはBluetooth通信で子機登録します。

光通信

親機をパソコンにUSBケーブルで接続し、それぞれの光通信部が合うように子機をセットします。

共通付属品• リチウム電池LS14250（大容量バッテリLタイプはLS26500）• ストラップ（Lタイプは除く）• 保証書付取扱説明書一式

各部の名称
アンテナ

RTR500BW

Bluetooth®通信

液晶画面

RTR500BM

RTR500BC近くにある親機*や子機に対して、スマートフォンなどのモバイル端末からBluetooth通信で設定できます。

光通信部* RTR500BWまたはRTR500BMを親機として使用する場合のみ利用可能です。

センサ
ジャック

前面

側面

Lタイプ側面付属のセンサは、カチッと音がするまで確実に差し込んでください。

背面

液晶表示部

低温/高温環境で使用すると液晶が見えにくくなることがありますが、液晶の特性によるもので故障ではありません。
①

②③⑦

④

① [REC] マーク② [ONETIME] マーク⑤④ 測定値 / メッセージ 測定値 (2ch 以上は交互表示 ) とメッセージを表示します。

記録モードがワンタイムに設定されている場合、データ記録容量が上限に達したとき、記録を停止し測定値と [FULL] を交互に表示します。

⑥

記録状態を表示します。
点灯：データ記録中
点滅：予約スタート待機中
非表示：記録停止中

機種名

RTR501B / 501BL

センサ

サーミスタ (内蔵)測定チャンネル
測定範囲精度
測定分解能
応答性
データ記録容量
記録間隔

温度 1ch-40～80℃

平均±0.5℃
0.1℃

90%応答:
約35分
Lタイプ 約47分
16,000 個⑥［COM］マーク

本体動作環境防水性能

対応親機

測定値の単位を表示します。

RTR503B / 503BL

温度 1ch

温度 1ch, 湿度 1ch

RTR507B / 507BL

温度 1ch, 湿度 1ch

サーミスタ

サーミスタ

高分子膜抵抗式

サーミスタ

平均±0.3℃
at -20～80℃
平均±0.5℃
at -40～-20℃, 80～110℃
平均±1.0℃
at -60～-40℃, 110～155℃-25～70℃

0～99 %RH (*1)

平均±0.3℃±5 %RH
at 25℃, 50 %RH±0.3℃
at 10～40℃
±0.5℃
それ以外

±2.5 %RH
at 15～35℃,30～80 %RH

0.1℃

1 %RH

0.1℃

0.1 %RH-60～155℃

0.1℃

90%応答:
空気中約80秒
攪拌水中約7秒

16,000 個

0～55℃

10～95 %RH

高分子膜抵抗式

90%応答: 約7分

90%応答: 約7分

8,000 個 x 2ch

8,000 個 x 2ch

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 の15通り

Bluetooth通信
光通信

ARIB STD-T67
周波数: 429MHz
送信出力: 10mW
通信距離: 約150m (見通しの良い直線において)Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) (*3)

リチウム電池 LS14250 x 1 (*4)
Lタイプ: リチウム電池 LS26500 x 1 (*5)
ACアダプタ (RTR-500A2使用, RTR501B/RTR501BLは除く) (*6)

電源

本体質量

RTR502B / 502BL

特定小電力無線通信

通信インターフェース

本体寸法

Bluetooth 通信中に点灯します。

⑦ 単位

エンドレス: 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム: 記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録モード (*2)

電池寿命 (*7)

子機が親機に未登録の場合、または特定小電力無線停止中（Inactive radio）に点灯します。

⑤［Ir］マーク

記録モードを表示します。
点灯：ワンタイムモード
非表示：エンドレスモード③ 電池寿命警告マーク 電池交換の時期になると点灯します。

製品仕様

無線通信で親機にデータを送信している間、測定値と [SEnd] を交互に表示します。送信中も継続して記録を行っています。

約10ヶ月，L タイプ: 約4年

H 62 mm x W 47mm x D 19 mm，L タイプ: H 62 mm x W 47 mm x D 46.5 mm (突起部, センサ含まず)，アンテナ長: 24 mm
約 50 g，L タイプ: 約65 g

IP67 防浸形-40～80℃
無線通信時: -30～80℃

IP64 防まつ形, 生活防水 (*8)

RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
その他 (*9)*1: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
*2: 使用する親機がRTR500BW, RTR500BM, RTR-500NW / AW または RTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
*3: RTR500BW または RTR500BMを親機として使用し、スマートフォンアプリ (T&D 500B Utility) で設定をする場合に使用します。
*4: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換には低温電池セット (TR-00P2) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
*5: Lタイプ付属のリチウム電池 (LS26500) は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。
*6: 内部温度が2～3℃上昇するためRTR501Bには使用できません。
*7: 記録間隔10秒以上、現在値送信10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。
*8: センサを接続した状態の防水性能です。温湿度センサには防水性能はありません。
*9: 旧機種 (RTR-500DC, RTR-500C, RTR-500NW/AW, RTR-500MBS-A) を使用できます。弊社Webサイトの「RTR-500シリーズ/RTR500Bシリーズの互換性情報」をご確認ください。
(https://www.tandd.co.jp/product/informations/compatible-rtr500b-loggers.html)

上記仕様は予告なく変更することがあります。