NPI-19 シリーズ
I²Cデジタル出力圧力センサー
応用分野

特徴

• 水位コントロール• 溶接またはねじ込み式の継手• タンク内水位計測• 直線性 ± 0.25% FSO (BFSL)• 腐食性流体およびガスの計測• 総合精度誤差 ±1%• 大気圧測定• I2C インターフェイスプロトコル• 14 bit I2C 出力• 絶対圧およびゲージ圧• 圧力範囲 0 〜 17 kPa (2.5 psi) から 0 ~ 1700kPa (247 psi)

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 I²C シリーズ
供給電圧

破壊耐圧

出力範囲

長期安定性

• 2.7V to 5.5V (typical: 3.3V)• 3X• 5% ~ 95% / 10% ~ 90%• +/- 0.5% span / year typical

直線性

動作温度範囲• +/- 0.25% FSO• -40°C to 125°C

総合精度誤差保存温度範囲• +/- 1% FSO• -40°C to 125°C

過負荷耐圧
• 2X

NPI-19 I 2C 図面

パラメーター値

出力範囲

5% to 95%

直線性+/- 0.25 % FSO

供給電圧

3.3V

機器アドレス

総合精度誤差過負荷耐圧
破壊耐圧

動作温度範囲
保存温度範囲I2C (Addr 0x28H)+/- 1 % FSO
2X
3X-40°C to 125°C-40°C to 125°C〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 I²C シリーズ
センサー出力パラメーター

通常単位

オフセット出力 (10% - 90%)

666Count Hex

オフセット出力 (5% - 95%)

333

Count Hex

フルスケール出力 (10% - 90%)

399ACount Hex

フルスケール出力 (5% - 95%)

3CCB

Count Hex

電気仕様
POWER UP記号T STA1

パラメーター

限界値

Start-up TimeT STA2
T WUP1単位

内容

1

ms

VDD ramp up to interface communication

2.5

ms

VDD ramp up to analog operation

0.5

ms

Sleep to Active State interface communication

2ms

Sleep to Active State analog operation

最小 最大

Wake-up Time

T WUP2

絶対最大定格記号

パラメーター

最小限界値
通常最大単位

Vdd

供給電圧

2.5

3.3

5.5VP

過負荷耐圧 (rated pressure)-2X----

8kV-40-120°
CVHBM1T STOR

静電放電耐性 ‒ 人体モデル
保存温度〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

機能詳細
I 2C

I2Cモードでは、図1に示すように各コマンドが開始されます。コマンドに必要なバイト数だけを送信する必要があります。コマンドの実行後（ビジー= 0）には、図3に示すように期待されるデータを読み取るか、コマンドによってデータが返されない場合は次のコマンドを送信することができます。
ステータスは、図2で説明されているように、いつでも読み取ることができます。

Command Request (I 2C W rite)
S SlaveAddr

0 A Command A P

from master to slav eSST AR T condition

from slave to master

PSTOP condition

Aacknowledge

Nnot acknowledgewrite
S SlaveAddr

0 A Command A

CmdDat<15:8>

ACmdDat
<7:0>

A P

write

Figure 1 - I 2C コマンドリクエスト

Read Status (I 2C Read)
S SlaveAddr

1 AStatus

N P

read

Figure 2 - I 2C ステータス読み込み

Read Data (I 2C Read)(a) Example after the completion of a Memory Read command
S SlaveAddr

1 AStatus

AMemDat<15:8>

AMemDat
<7:0>

N P

read

(b) Example after the completion of a Full Measurement command (ACHEX )S SlaveAddr

1 AStatus

A BridgeDat A BridgeDat A Te mpDat<15:8><7:0><15:8>

A Te mpDat N P
<7:0>

read

Figure 3 - I 2C 読み込みデータ

I²Cバスプロトコル機能が実装されています。
クロックストレッチング、10ビット長アドレスなどのオプション機能は、センサのインタフェースではサポートされていません。
I²C高速モードでは、コマンドは3バイトの固定長で構成されています。

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

I2C 仕様パラメーター

記号

最小

最大単位

SCL clock frequency

fFCL

100400kHz

Start condition hold time relative to SCL edge

tHDSTA

0.1µS

Minimum SCL clock low width1)

tLOW

0.6

µS

Minimum SCL clock high width 1)

tHIGH0.6µS

Start condition setup time relative to SCL edgetSUSTA

0.1µS

Data hold time on SDA relative to SCL edgetHDDAT

0µS

Data setup time on SDA relative to SCL edgetSUDAT

0.1µS

Stop condition setup time on SCL

tSUSTO

0.1µS

Bus free time between stop condition and start condition

tBUS

2µS1)

Combined low and high widths must equal or exceed minimum SCLK period.

I2C タイミングダイアグラム

Warranty
Amphenol Advanced Sensors warrants its products against defects in material and workmanship for 12months from the date of shipment. Products not subjected to misuse will be repaired or replaced. Amphenol
Advanced Sensors reserves the right to make changes without further notice to any products herein.
Amphenol Advanced Sensors makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular application, nor does Amphenol Advanced Sensors assume any liability arisingout of the application or use of any product or circuit and speciﬁcally disclaims and all liability without
limitation consequential or incidental damages. The foregoing warranties are exclusive and in lieu of all otherwarranties, whether written, oral, implied or statutory. No implied statutory warranty of merchantability orﬁtness for particular purpose shall apply.

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 I 2C シリーズ注文方法

NPI-19 NovaSensor デジタル圧力センサー
型番AJM

ねじ山w/o thread
1/8 NPT -27
M12*1.5
型番
170
350
101
201
701
172

圧力範囲
17.2 kPa (2.5 psi)
34.5 kPa (5 psi)
100 kPa (14.5 psi)
200 kPa (29 psi)
700 kPa (101.5 psi)
1700 Kpa (246.6 psi)
型番
A 絶対圧
G ゲージ圧型番
2NPI-19M - ̲̲̲̲701
̲̲̲̲

圧力基準(100 kPa 以上)
出力
I2C Output

A̲̲̲̲- 2̲̲̲̲ 標準モデル番号 (NPI-19M-701A-2, M12 ねじ, 700 kPa I 2C 出力)〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/Email:info@all-device.com