NEW

水域環境 DNA 解析用採水装置

eDNA Sampler Backpack 型
eDNA Sampler Backpack 型は、水域環境 DNA の分析、解析を目的とした環境水の採取と濾過までを現場で実施可能な、小型で持ち運び自由な採水装置です。

1.8m~2.7m の可変長ポール(定点採水用)に取り付けられた背負い式採水システム ANDeTM のチ
ューブ先端を、河川や湖沼等の採取場所に配置、チューブの他端は背負い式の筐体に組み込まれたポンプに接続され、環境水をくみ上げます。
くみ上げる環境水の総容積、単位時間当たりの流量上限値を設定することが可能なので、採水
条件や、採水箇所ごとの生物由来物質の濃度を考慮する必要がある場合にも有効な仕様となっています。

チューブの先端の近くにはフィルタハウジングが設けられ、くみ上げられた環境水がハウジン
グ内部に配置されたメンブランフィルタを透過することで、生物由来の物質はメンブランフィ
ルタに残留します。メンブランフィルタの孔径
eDNA Sampler Backpack 型(定点採水用)は 1µm、5µm の 2 種類を用意しています。このように採水と濾過を同時に行うことで、作業時間の大幅な短縮化が可能となります。

フィルタハウジングは一回限りの使い切りのパッケージとすることで、測定箇所が異なる箇所にまたがる場合も汚染の影響を気にすることなく採取を実施できます。

特徴□ サンプル採水から濾過まで現場で実施可能□ 背負い式小型採水装置による現場での小回りの利いた実験が可能□ 採水装置の濾過部分をディスポーザブル化することで異なる採水場所でも容易に採取を実施可能
1

採水開始・終了の操作は付属のリモートコント
ローラにより行います。採水用ポールへ取り付けることで、お手元での操作が可能です。

NEW

採水から生物由来物質の採取までの手順(1)採水条件（採取量、流量上限、採取時の圧力上限）を設定します。

(2)チューブ先端を採水箇所に配置します。標準の定点採水ポールの二脚を使って採水箇所に固定します。オプションの移動採水ポールを用いれば作業者が手持ちで移動しながら採水することも可能です。

定点採水ポール(可変長)

移動採水ポール(固定長、オプション)(3)チューブ先端付近にはクランプを使ってフィルタハウジングが接続されます。フィルタハウジングにはフィルタが配置されます。採水後、フィルタをピンセットで外しアンプル内に保管します。その後、DNA 解析のための PCR 実験を行います。

本体仕様
採水容量

0.5~20L 間で任意に設定作業可能時間

約 4.5~6 時間(Auto Mode 選択時、設定採水容量に達※周辺温度及びバッテリーの健康状況、ポするとビープ音にて通知します。)

ンプの負荷状況で作業時間は異なります。

揚水量0.2~4.0L/分

重量

約 10kg(本体+背負子)

吸引圧力

6~14PSI

バッテリー重量

約 2.6kg(12V-9Ah)

アクセサリ(別売)
eDNA Sampler Backpack 用交換フィルタパッケージ
構成品■フィルタハウジング

パッケージは■メンブランフィルタ(孔径 1µm 又は 5µm)

チャックが可能

延長チューブ■メンブランフィルタ支持シート■延長チューブ■ピンセット

ピンセット
組み込み済みのフィルタ
ハウジング
2

NEW

背負い式電撃捕魚器

Electrofisher APEX 型
エレクトロフィッシャーAPEX型は、エレクト
ロフィッシング時の出力設定の規格化を求める
ご要望にお応えして誕生した最新モデルです。
フルカラーLCDディスプレイは、出力設定を行うだけでなく、エレクトロフィッシング時の出力グラフをリアルタイムで表示し、現場で釣果の傾向を素早く分析できるようになっています。また、コントロールボックスにはGPS、USB
インターフェースを備え、記録したデータをPC等に移動することでエレクトロフィッシング時のマッピングも可能となり、最適なエレクトロフィッシングのためのフィードバックがスムー
ズになります。
APEX型は、LRシリーズの安全機能を継承しつ
つ、より細かく出力設定ができるようになりました。また、作業中に発生した警報(傾き異常、
過負荷、出力異常)はディスプレイ上でも表示できるようになりました。

特徴□ バッテリー駆動□ 高出力(400W、DC 出力時)
□ 充実の安全装置(傾斜センサ、水滴感知センサ、緊急遮断スイッチ)□ セルフテスト機能

本器の取扱いについて□ 多彩なパルス設定

本機は学術研究用に供されるもので使用には各□GPS 内蔵

都道府県知事の認可が必要になります。レジャ(USB メモリにてジオリファレンスされたデータの受けー用等に使用すると法律により罰せられますの渡し可)でご注意下さい。

3

NEW

本体仕様
使用可能電導度

10~2,150µS/cm

電源

専用小型シール鉛蓄電池

出力電圧50~1,200V(1V ステップ)

出力波形

DC、スタンダードパルス、バーストパルス

出力状態の保存

11 パターン(出力電圧及び出力波形、出力周波数、デューティ比の保存)

出力周波数

1~1,000Hz(1Hz ステップ)

デューティ比1~100%(1%ステップ)

最大出力電流40A

最大出力電力400W(DC 出力時)、47,000W(バーストパルス出力時)

過負荷保護

40A ヒューズ、回路による保護機能(過電流、温度過上昇)

通電通知

LED フラッシャーによる点滅、オーディオアラームによるビープ音

安全装置

傾斜センサ、水没センサ、アノード空中センサ、緊急遮断スイッチ

出力波形、出力電力、出力電流、出力電力、負荷率の動的プロット、位置情報、
バッテリー残量
ログ出力
最大出力電流、平均出力電流、最大出力電圧、平均出力電圧、最大出力電力、平均出力電力、(USB メモリへ自動フ バッテリー電圧、バッテリー電流、バッテリー残量、タイマー(印加時間)、出力波形、
ァイル転送)
コントロールボックス内温度、ヒートシンク温度、負荷率、位置情報、エラーメッセージ、
不具合状況
ディスプレイ表示

タイマー

0~999,999 秒

重量

約 9.23kg(本体+背負子)

バッテリー重量

約 8.2kg(24V-12Ah、標準付属品)、約 5.1kg(24V-7Ah)

作業可能時間(100W 出力時)

約 120 分(24V-12Ah)、約 40 分(24V-7Ah)※周辺温度及びバッテリーの健康寿命で作業可能時間は異なります。

フルカラーLCD ディスプレイ(コントロールボックス)
ディスプレイにはリアルタイムで負荷グラフ、リアルタイムピーク出力グラフ、出力波形のアニメーション、GPS とバッテリーメータ、トリガータイマーと警報、出力設定値が表示されます。

4

背負い式電撃捕魚器

Electrofisher LR-20B 型
スミスルート社のエレクトロフィッシャー
は、何よりもまず魚を殺傷することなく安全に捕獲することを目的に開発された装置です。
LR-20B型は、LR-24型の安全機能を継承しつ
つ、Mod.12B型のようなシンプルな設定/操作を可能とした新型エレクトロフィッシャーです。エレクトロフィッシングの出力波
形は、スタンダードパルス、バーストパル
ス、DCの3種類で、これらの設定はMod.12B型と同様に全てロータリースイッチで行います。
一般によく使用されるスタンダードパルス
は195通り、バーストは2パルス、3パルスの2種類から希望の出力を選択してエレクト
ロフィッシングを行います。
このようにパルス波形や周波数を細かく調整しバッテリーの消費をおさえ有効なエレクトロフィッシングができるように設計されています。
電極コネクタは LR-24 型と同じタイプになっていますので、アノードポールやカソー
ドワイヤー、電池など共用可能です。
背負子は、日本人の体格にも合うように改善され、操作性が大幅に向上しました。

特徴□ バッテリー駆動□ 高出力(400W、DC 出力時)
□ 充実の安全装置(傾斜センサ、水滴感知センサ、緊急遮断スイッチ)

本器の取扱いについて
本機は学術研究用に供されるもので使用に□ 簡単な出力設定

は各都道府県知事の認可が必要になりま□ 日本人の体格に合った背負子

す。レジャー用等に使用すると法律により5

罰せられますのでご注意下さい。

本体仕様

安全対策

使用可能電導度

10~1,950µS/cm

電源

専用小型シール鉛蓄電池
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 500, 700, 990V
DC、スタンダードパルス、
バーストパルス
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100, 110, 120Hz

出力電圧
出力波形
出力周波数
(スタンダードパルス)
デューティ比(スタンダードパルス)
出力電力
通電通知

安全装置

ディスプレイ表示

重量
バッテリー重量
作業可能時間(100W 出力時)緊急遮断スイッチ
本体や使用者に異常が生じた時、ワンプッシュで電源

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 60, 70, 80%
400W(DC 出力時)
39,600W(バーストパルス時)
LED フ ラ ッ シャ ーに よる 点
滅、オーディオアラームによるビープ音
傾斜センサ、水没センサ、ア
ノード空中センサ、緊急遮断
スイッチ
タイマー、ヒートシンク温度、
出力電圧/電流、バッテリー電圧/電流/残量、出力波形/周波数、デューティ比、エラーメ
ッセージ(安全機能が働いた場
合)が切ることができます。

水滴感知センサ

その他

本体に水を被ったとき等

傾斜センサ

感電の恐れがある場合、本体の異常な傾きを感知すシステムが自動的に停止

ると、出力が自動で停止し

します。

ます。

アノード空中センサ

約 8.1kg(本体+背負子)

アノードポールが水中にな

約 5.1kg(24V-7Ah、標準付属品)
約 8.2kg(24V-12Ah)
約 40 分(24V-7Ah)
約 2 時間(24V-12Ah)

い時には、電気が流れない
仕組みになっています。

出力波形エレクトロフィッシングの出力波形は、スタンダードパルス、バーストパルス、DC の 3 通りになります。水質、魚の種類や大きさに合うよう出力波形を変更できます。出力電圧や負荷率を細かく変更することで、電池の消耗を押さえることができます。

スタンダードパルス

DC
出力電圧

周期

出力電圧

荷電時間

出力周波数
=1/周期

DC
スタンダードパルス

時間

時間

バーストパルス
バースト周期

出力電圧

荷電時間
バースト
=3パルス
バースト率
=1/バースト周期

バースト

時間

6

背負い式電撃捕魚器

Electrofisher LR-24 型
スミスルート社のエレクトロフィッシャー
は捕獲した魚を再度リリースする研究目的で製作された電撃捕魚器で、魚を傷めない
ように直流や、いろいろな周期、パルス幅の交流を発生できるよう工夫されています。これは、魚が交流と直流では反応が全く異なり、直流のプラス側に向かってくる
性質を利用するためです。
LR-24型には従来のMod.12B型にはなかった
Auto-Setup機能が組み込まれ、今まで面倒だった設定を、使用する水の電導度に合わせ自動で設定できるようになっています。
使用時の安全対策として、始動時のセルフ
テスト、傾斜センサによる出力遮断、アノードが水から出ると自動的に出力遮断するなどの機能が内蔵されています。また、水中に電気が流れると、コントロールボック
スにある大型の LED が点滅し、同時にビープ音が鳴るので周りの人にわかりやすくなっています。
これらが評価されて、LR-24 型は背負い式エレクトロフィッシャーで唯一、第三者機関による製品の厳格な安全基準をクリアしてETL マークを取得しています。

特徴□ バッテリー駆動□ 高出力(400W、DC 出力時)
□ 安全装置の充実(傾斜センサ、水滴感知センサ、緊急遮断スイッチ)

本器の取扱いについて□ セルフテスト機能

本機は学術研究用に供されるもので使用に□ 多彩なパルス波形

は各都道府県知事の認可が必要になりま□ ETL(北米向け安全認証)マーク取得

す。レジャー用等に使用すると法律により罰せられますのでご注意下さい。

7

本体仕様

安全対策

使用可能電導度

10~2,150µS/cm

電源

専用小型シール鉛蓄電池

出力波形

スタンダードパルス、
バーストパルス、DC

出力電圧50~990VDC(5V ステップ)

出力電流40A(最大) 4A(100V 出力時)

出力パルス

1Hz~120Hz 1Hzステップ

水滴感知センサ

デューティ比1~99%(1%ステップ)

本体 に水を被 ったとき等400W(DC 出力時)
39,600W(バーストパルス時)
LED フラッシャーによる点滅、
オーディオアラームによるビー
プ音
傾斜センサ、水没センサ、アノード空中センサ、緊急遮断スイッチ
最大出力電流/電圧/電力、
平均出力電流/電圧/電力、バッテリー電圧/電流/残量、タイマー、出力波形、ヒートシ
ンク温度、器内温度、エラーメ
ッセージ及び不具合状況

感電の恐れがある場合、シ

消費電力
通電通知

安全装置

ディスプレイ表示

重量

約 9.23kg(本体+背負子)

アノードポール

長さ 183cm

カソードワイヤー

長さ 300cm

バッテリー重量

約 8.2kg(24V-12Ah、標準付属品)

作業可能時間(100W 出力時)

約 2 時間(24V-12A)
約 40 分(24V-7Ah)

緊急遮断スイッチ
本体や使用者に異常が生じた時、ワンプッシュで電源を切ることができます。

ステ ムを自動 に停止させます。

LED フラッシャー
アノー ドリングとカソ ー
ドワイ ヤー間に電気が 流
れ る と LED が 点 滅 し 、周りの 人に視覚的に知 ら
せます。

傾斜センサ
本体が前に50º、後に40º、左右に45°以上傾く(各方向10°)と、出力を止めます。

その他の機能デュアル出力過熱対策

アノードポールのハンドスイッチを瞬時に ON/OFF する

コントロールボックス内の温度上昇に対して保護機能がことで、異なる出力パルスに切り換える機能です。例えあります。コントロールボックス内に 2 つの温度センサ

ば鯰(アメリカナマズ)には、強い荷電で川床から浮かせ、を装備し、器内温度と放熱板を監視しています。通常、浮いたところで弱い電荷に切り換えショックを和らげる

器内温度が 160ºF(約 71ºC)、
放熱板の温度が 200ºF(約 93ºC)方法です。

に達するとオーバーヒートとなり自動的に電源が OFF になり、電子部品の損傷を未然に防ぐ機能です。

出力波形の記録
よく使う出力パルスや印加電圧を 10 通り記憶できる機

履歴情報

能です。対象とする魚の種類や水温等の環境を記録してさまざまな履歴情報が記録されます。不具合などを調べおくと便利です。

るのに便利です。

8アクセサリバッテリー
標準付属品(APEX型、LR-24型)

標準付属品(LR-20B型)

小型 24V-7Ah(5.1Kg)

標準 24V-12Ah(8.2Kg)

APEX 型、LR-24 型には 24V-12Ah、LR-20B 型には 24V-7Ah が付属し
ています。

充電器

HC24-1.5C 型はバッテリーを 5~10 時間で充電標準付属品します。充電状態は LED 点灯の組み合わせで確認できます。

日本国内のみ対応

HC24-1.5C 型

バッテリーテスター

バッテリーテスターBAT-01 型は、バッテリーに
一定の負荷をかけ、20V まで電圧が低下する時間を調べるものです。調査品と新品の時間差より、残寿命を推定します。

BAT-01 型

アノードポール/カソードワイヤーテスター

LR 型用アノードポール及びカソードワイヤーの導通の状態をビープ音と LED ライトで知らせます。

Electrode Pole & Cathode Tester
9アノードポール
標準付属品

標準型 2 本繋ぎ

長尺型 2 本繋ぎ

1.8m 長2.7m 長アノードリング
標準付属品

小型(15cm 径)

標準型(28cm 径)

大型(46cm 径)

ひし形(37cm×20cm)

アルミ製

ステンレス製

アルミ製

アルミ製

リング角固定式

リング角可変式

リング角固定式

リング角固定式

カソード
ワイヤー

バッテリー
変換コネクタアノードポール
変換コネクタキャリーケース

標準付属品

ワイヤー長 3m

Mod.12 型で純正バ Mod.12 型用アノー 米国航空輸送協会 ATA300 規格取得済み
ッテリーを使用時 ドポールを LR 型で 外形寸法:114×64.3×41.9cmに必要です。

空重量:22.23kg

使用するときに必要です。

10フィッシング理論
エレクトロフィッシングの効果には、以下の 9 つのファクターが関係しています。電圧、極の形状、水の電導度、水温、川床の電導度、魚との距離、魚のサイズ及び種類、時間です。
電

圧 : 出力は、電圧に電流をかけたものです。ただし、エレクトロフィッシャーではパルス DC と言う概念があります。1 パルスの瞬時値は高くても平均出力はその 25%です。

電流タイプ : 交流
交流の電場では、魚は電流の流れている線を横断するような位置取りをして陽極と陰極にサイクルのリ
ズムで継続的に向かおうとします。電圧の上昇と共に痙攣をおこし、遂には、筋肉破壊、脳損傷を起こし、死に至らしめます。従って、交流が有効なのは、低電導度での、小さな魚に対してのみです。
直流
直流に対しては交流の場合と異なり、先ず陽極に向かって近づいていき、麻痺が来ます。これは電流麻痺と呼ばれ、交流で起ったような筋肉の収縮は起らず、魚はより速く回復します。また死亡率もずっと低くなります。
パルス直流
これは、直流を ON/OFF して得られます。このような電流に対しては、右図のように ON の時に痙攣し、OFF の時に元に戻りながら陽極に引っ張られていきます。これをガルバノタキシスといいます。スミスルート社の Programmable Output Waveforms(POW)は、このような魚の反応をもとに、
1.魚を傷めず2.バッテリーを長持ちさせ
3.かなり高い電導度の水でも有効にはたらくように
短い波長を作って、長い波長と同じ効果が期待できるように製作されています。

DC パルスと魚の動き
可変波形
スミスルート社では、新しい可変波形をつくることによって自動的に魚の損傷を防止しています。

11

電

極 : 極が大きくなればそれだけ電流が流れる(電極の径を2倍すると電流値も2倍になる)ということです。径が大きければ大きいほどエレクトロフィッシングの効果も大きくなりますが、それはそれだけ大きい発電機が必要になってしまいます。
左図は、300Vをかけた時のエレクトロフィ
ッシングに効果のある範囲を示したものですが、1cm当たり0.12から1.2Vの黒く塗った
部分です。

陰

極 : エレクトロフィッシングでは、陽極で高い
電圧降下、陰極で低い電圧降下があることが理想です。右図は3種類の陰極(陽極と同じ形状、0.5m2の格子状、10m2のネット状)について、電圧を違えて電圧降下の様子を示していますが、陽極から近い所で十分な電圧差があるのがわかります。陰極付近でも効果はあります。

水の電導度 : 水の電導度と魚体の電導度の関係が、最もエレクトロフィッシングに影響を及ぼします。いわゆる飲み水の電導度は、通常
20~2,000µS/cmの間ですが、右図a. b. c.のよ
うに魚体の電導度と水の電導度が等しい
時に、最も電気が流れます。

5.3V

2V

8V

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Volt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Volt

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Volt(b)魚の電導度が高い時(c)水の電送度が高い時

53mm

100mm

(a)電導度が等しい時

低電導度水 : 蒸留水の電導度は 0.5~5.0µS/cm で、エレクトロフィッシングには不向きです。無理やりでも行う場合、
1,200V の高電圧にしたり電極面積を大きくすればエレクトロフィッシングは可能ですが、多くの危険があることから現実的ではありません。
高電導度水 : 2,000µS/cm以上の水では電圧を上げると電気の通りやすい水ばかりに電気が流れてしまい、魚には流れません。そのため、低電圧/高電流にしてエレクトロフィッシングを行います。1,000µS/cm以上の水では、小さな出力では出来ませんので、LR-24型ではなく62A出力の7.5GPP型を使用します。
魚の電導度 : 通常魚肉の電導度は500～1,500µS/cmです。<例>鱒=1,220µS/cm

鱸=1,089µS/cm 鯉=870µS/cm

魚のサイズ : 魚は表面積が大きいほど、電気には敏感です水

温 : 水は温度が高くなるほど電導度が上がりますが、魚は逆で、温度が高くなるほど下がります。
鯉の場合 5ºC=2,690µS/cm 10ºC=1,840µS/cm 15ºC=1,400µS/cm 20ºC=975µS/cm 25ºC=508µS/cm

川

床 : 川床に電気を通す物が有るとエレクトロフィッシングの効果が落ちます。
12ハンドグローブ方式電気麻酔

Electric Fish Handling Gloves
2015年冬、ご好評頂いておりますポータブル電気麻酔システムPSE型のハンドグローブ方式として新たにエレクトリックフィッシュハンドリングクローブが開発されました。
両手に専用の手袋(片方を陽極、もう片方を陰極とした)をはめ、魚の頭と尻尾を左右の手でつかむだけで一時的な麻酔にかかります。麻酔効果は両手で魚に触れている間だけで、どちらかの手を離せば直ぐに覚醒します。一般的に魚を麻酔させる方法として炭酸ガスや薬剤がありますが、エレクトリックフィッ
シュハンドリングクローブでは休薬期間や残留薬剤の影響、蘇生までの期間の魚体への影響などは気にする必要がありません。
多くの魚に対応するために、魚体の大きさや魚体の電気の通りやすさに合わせられるように出力は 5 段
階になっています。魚の動きを止めることができる
ので、測長、卵の採集、タグの埋め込みなど、手間のかかった作業を容易に行えるようになります。また、作業性を損なわないように、本体は小型で軽量、かつ防水設計になっています。電源はニッケル水素
充電池ですので、繰り返しご利用いただけます。
海水魚にも淡水魚にも有効です。

特徴□ 小型·軽量(324.5g、充電式電池含む)□ 一回の充電で最大 20 時間の長時間駆動□ 安全設計、両手で触れている間のみ通電□ 簡単な操作□ 薬剤·炭酸ガス不要

本器のご使用に際して本器は、左右の手にはめた手袋を電極として魚体に電気を流す装置です。電気が流れている手袋や魚体に素手で触れると、ごく軽度の電気刺激を受けます
ので、共同作業者も絶縁手袋などを装着するようにして下さい。

13

本体仕様

構成品

製品名

フィッシュハンドリンググローブ

電源

ニッケル水素充電池(1.2V×4 本)

出力電流5mA、10mA、15mA、20mA、25mA(出力調整スイッチにて切り替え)

出力電圧

最大 36V

作業可能時間※25mA 出力時 : 5 時間
20mA 出力時 : 6 時間
15mA 出力時 : 9 時間
10mA 出力時 : 13 時間
5mA 出力時: 20 時間

保管温度-20ºC~+30ºC

本体寸法

10cm(幅)×14.5cm(奥行)×17cm(高さ)

本体重量324.5g(ニッケル水素充電池 4 本含む)

※電池寿命は、周囲の環境などにより変化することがあります

A:キャリングケース、B:装着用ハーネス、C:リ
スト/アームバンド(4 本)、D:コントロールボッ
クス、E:出力ケーブル、F:絶縁手袋、G:電極手
袋、H:ニッケル水素充電池/受電器、I:英文/和文
取扱説明書

使用例

測長

タグの打ち込み

魚卵の採集

屋外にて魚体を傷つけずに捕獲

14

可搬据え置き式電撃捕魚器

GPP Electrofisher

GPP(Generator – Powered Pulsators)エレク
トロフィッシャーは、専用の発電機を電源とする可搬据え置き式の電撃捕魚器です。
ご使用になる水域の電導度に合わせて 4 種類のモデルを用意しています。
出力メータをデジタル方式に一新すること
で、複数の出力情報を一度に表示できるよ
うになりました。
出力波形はパルス AC 及びパルス DC が用意されています。(9.0GPP 型は、パルス DCのみ)ご使用の環境に適した波形が選択できます。
GPP シリーズを様々な環境で適切に使用できるよう豊富なオプションを用意しています。

5.0GPP 型

発電機は、エンジン及びマフラー、ガソリ
ン、モータから構成され、全体が持運び用フレームに囲まれています。
エンジンは耐久性のある防振ダンパー付エ
ンジンを採用しています。本器はボートに搭載して使用するのが一般的です。

標準付属品として専用発電機及びシングル
フットスイッチ、出力ケーブルが含まれて
います。

特

徴

□ 専用発電機による駆動□ 多種の出力表示□ 2 種類の出力波形

本器の取扱いについて□ 高出力(最大 9,000W)

本機は学術研究用に供されるもので使用に□ 多様な使用方法

は各都道府県知事の認可が必要になりま□ 豊富なオプション

す。レジャー用等に使用すると法律により罰せられますのでご注意下さい。

15

デジタルメータ
旧来のアナログメータは電極アレイ間に流れる瞬間的な電流のみを指針としていましたが、今回新たに電圧や電流、負荷のピーク値や平均値を一度に表示できるデジタルメータへと変更されました。効率的なエレクトロフィッシング、あるいは器機を安全にご使用いただく指標として、より細かく設定が行えるよ
うになりました。
ディスプレイは輝度の切り替えができますので、夜間でのエレクトロフィッシ
ングにも対応できます。現在アナログメータ方式の GPP エレクトロフィッ

シャーをご使用されている方へのアップグレードサービスを有償にて承っております。

デジタルメータの輝度切り替え、明(上)、暗(下)の幅広い電導度域での使用
ご使用になる水域の電導度に合わせて4種類のモデルを用意しています。
2.5GPP型は超低電導度から中電導度水(10~1,750µS/cm)、5.0GPP型は超低電導
度から高電導度水(10~5,500µS/cm)、7.5GPP型は低電導度から超高電導度水(10~11,000µS/cm)、9.0GPP型は低電導度から超高電導度水(100~25,000µS/cm)に適しています。

2 種類の出力波形
交流とパルス DC の 2 つから選択できます。交流波形は 60Hz のみですが、交流波形

パルス DC 波形は 120Hz、60Hz、30Hz、15Hz、7.5Hz の 5 つから選択できます。

パルス DC 波形

多様な使用方法
GPPシリーズはボートに搭載、あるいは川岸に置いてご使用頂けます。

それぞれの使用方法について最適な電極アレイやブーム、ジャンクションボ
ックス等を用意しています。
エンジン及びマフラー、ガソリン、モータから構成された発電機は、持ち運びやすいようフレームに取り付けられています。
16

GPP 仕様
Model

2.5GPP

5.0GPP

7.5GPP

適用電導度レンジ

10~1,750µS/cm

10~5,500µS/cm

10~11,000µS/cm

100~25,000µS/cm

出力電力2,500W

5,000W

7,500W

9,000W

最大出力電流

8A

16A

62A

150A

12VAC 予備電源

500W、42A

2@500W、42A

2@500W、42A

2@500W、42A

パルス AC 及び

パルス AC 及び

パルス AC 及び

パルス DC

パルス DC

パルス DC

パルス DC50~500V(低レンジ)

50~500V(低レンジ)

50~1,000V

50~680V

50~1,000V(高レンジ)

50~1,000V(高レンジ)(4 段切り替え)(4 段切り替え)

50~350V(低レンジ)

50~350V(低レンジ)

50~700V

N/A

50~700V(高レンジ)

50~700V(高レンジ)(4 段階切り替え)7.5, 15, 30,

7.5, 15, 30,

7.5, 15, 30,

7.5, 15, 30,

60 & 120Hz

60 & 120Hz

60 & 120Hz

60 & 120Hz

電流(ピーク/平均)電流(ピーク/平均)電流(ピーク/平均)電流(ピーク/平均)

電圧(ピーク/平均)

電圧(ピーク/平均)

電圧(ピーク/平均)

電圧(ピーク/平均)

電力(ピーク/平均)

電力(ピーク/平均)

電力(ピーク/平均)

電力(ピーク/平均)

周波数

周波数

周波数

周波数

デューティ比デューティ比デューティ比デューティ比タイマーカウント

タイマーカウント

タイマーカウント

タイマーカウント(0~999,999 秒)(0~999,999 秒)(0~999,999 秒)(0~999,999 秒)

出力波形

DC 出力

AC 出力

出力周波数

デジタル出力メータ（表示項目）

9.0GPP明/暗、ボタンスイッ 明/暗、ボタンスイッ

明/暗、ボタンスイッ 明/暗、ボタンスイッ

チによる切り替え

チによる切り替え

チによる切り替え

チによる切り替え

パネルランプ及びパネルランプ及びパネルランプ及びパネルランプ及びオーディオトーン

オーディオトーン

オーディオトーン

オーディオトーン

フットスイッチ及びフットスイッチ及びフットスイッチ及びフットスイッチ及びパネルスイッチ

パネルスイッチ

パネルスイッチ

パネルスイッチ

対流方式

対流方式

対流方式

ファン方式

CPC with

CPC with

CPC with

POS.CAM CONN.

ケーブル(38cm 長)ケーブル(38cm 長)ケーブル(38cm 長)ケーブル(38cm 長)

エンジン出力7hp(英馬力)

14hp(英馬力)

14hp(英馬力)

18hp(英馬力)

発電機重量

約 45.8kg

約 90.7kg

約 97kg

約 108.4kg

GPP 重量

約 5.9kg

約 5.9kg

約 16.5kg

約 18.2kg

58.4(長)×77.5(長)×77.5(長)×77.5(長)×39.7(幅)×41.9(高)cm

54.6(幅)×53.3(高)cm

54.6(幅)×53.3(高)cm

54.6(幅)×53.3(高)cm

40.6(長)×40.6(長)×50.8(長)×50.8(長)×18.4(幅)×29.2(高)cm

18.4(幅)×29.2(高)cm

38.1(幅)×40.6(高)cm

38.1(幅)×40.6(高)cm

メータ輝度

出力表示

スイッチ
冷却方式
出力コネクタ

発電機寸法

GPP 寸法17

GPP シリーズの最大負荷電流(アノードとカソード間)
GPP シリーズは、過電流による深刻なトラブルを回避するためにコントローラには遮断装置機能があります。アノー
ドとカソード間に一定以上電流が流れるとエラーメッセージと共に出力を停止させます。

2.5GPP 型
出力電圧レンジ
50-500V に設定時

50-1,000V に設定時

出力周波数60/120Hz

60Hz

30Hz

15Hz

7.5Hz

過電流による警告時

5.8A

4.0A

4.0A

4.0A

4.0A

過電流による自動停止時

7.2A

5.0A

5.0A

5.0A

5.0A

過電流による警告時

3.0A

2.1A

2.1A

2.1A

2.1A

過電流による自動停止時

3.7A

2.6A

2.6A

2.6A

2.6A

60/120Hz

60Hz

30Hz

15Hz

7.5Hz

過電流による警告時

14.4A

10.0A

10.0A

10.0A

10.0A

過電流による自動停止時

18.0A

12.6A

12.6A

12.6A

12.6A

過電流による警告時

7.2A

5.0A

5.0A

5.0A

5.0A

過電流による自動停止時

9.0A

6.3A

6.3A

6.3A

6.3A

60/120Hz

60Hz

30Hz

15Hz

7.5Hz

過電流による警告時

50.0A

30.0A

30.0A

24.0A

24.0A

過電流による自動停止時

62.5A

37.5A

37.5A

30.0A

30.0A

過電流による警告時

25.0A

15.0A

15.0A

12.8A

9.6A

過電流による自動停止時

31.1A

18.8A

18.8A

16.0A

12.0A

過電流による警告時

16.6A

10.0A

10.0A

10.0A

5.2A

過電流による自動停止時

20.8A

12.5A

12.5A

12.5A

6.5A

過電流による警告時

8.3A

5.0A

4.8A

3.6A

3.0A

過電流による自動停止時

10.4A

6.3A

6.0A

4.5A

3.8A

60/120Hz

60Hz

30Hz

15Hz

7.5Hz

過電流による警告時

120.0A

72.0A

43.0A

26.0A

15.5A

過電流による自動停止時

150.0A

90.0A

54.0A

32.4A

19.5A

過電流による警告時

60.0A

36.0A

21.5A

13.0A

7.8A

過電流による自動停止時

75.0A

45.0A

27.0A

16.2A

9.7A

過電流による警告時

30.0A

18.0A

11.0A

6.5A

4.0A

過電流による自動停止時

37.5A

22.5A

13.5A

8.1A

4.9A

過電流による警告時

15.0A

9.0A

5.5A

3.3A

2.0A

過電流による自動停止時

18.8A

11.3A

6.8A

4.1A

2.5A

5.0GPP 型
出力電圧レンジ
50-500V に設定時

50-1,000V に設定時

出力周波数7.5GPP 型
出力電圧レンジ
120/170V に設定時

240/340V に設定時

360/500V に設定時

720/1,000V に設定時

出力周波数9.0GPP 型
出力電圧レンジ
60/85V に設定時

120/170V に設定時

240/340V に設定時

480/680V に設定時

出力周波数

18

可変電圧電撃捕魚器

VVP-15B 型

VVP-15B 型は汎用性の発電機を動力とし、超低電導度から高電導度水(50~4,000µS/cm)に対応した 4,500W 出力のミドルクラスの据え置き式エレクトロフィッシャーです。4 つの出力波形を備えており、水環境や対象とする魚種により、より細かな設定が行えます。標準付属品として、フットスイッチ及び入力/出力コネクタ、電源コートが含まれています。

本体仕様
適応電導度レンジ

50~4,000µS/cm

最大出力4,500W

入力電源

240VAC 60Hz 単相非接地

出力波形

DC、スタンダードパルス、バーストパルス、AC

出力電圧

DC:0~600V、パルス DC:0~600V、バーストパルス:0~600V、AC:0~240V 60Hz

パルス DC

整流パルス、5~120pps、デューティサイクル比 10~80%から選択

バーストパルス

3 又は 6 パルス、15、30、45、60、90、120pps から選択

最大出力電流20A(DC 選択時)、23A(AC 選択時)

出力周波数5~120Hz

出力メータ

アナログメータ×2(AC 及び DC)、表示範囲 0~25A

タイマーカウント

0~999,999 秒

冷却方式

ファン方式

VVP-15B 重量

約 12.7kg

VVP-15B 寸法45.7(長)×27.9(幅)×28.3(高)cm

19船への設置例(GPP シリーズ、VVP-15B 型)

川岸での操作例(GPP シリーズ、VVP-15B 型)

20

平底手押し式運搬ボート

SR-6 型 / SR-7 型

SR-6 型(全長 189cm)/SR-7 型(全長 213cm)は、2.5 または 5.0GPP 型、VVP-15B、Type VIA、1.5KVA の電撃補漁器を運ぶように設計された平底の手押し運搬ボートです。平底のためボートが入ることのできない浅い河川でも、GPP シリーズなどの大きな電撃捕魚器を用いることが可能になります。電撃捕魚のために開発されていますので、安全面も十分に配慮されています。アノードポールを陽極として利用し、ボート底部にあるステンレスプレートが陰極となっています。後部にあるボートを動かすためのハンドルが電撃のスイッチを兼ねており、ハンドルから手を離すと電源が自動的に切れるように設計されています。2.5GPP 型を載せるとおよそ 2.5cm 喫水が下がります。

本体仕様
材質

ポリエチレン

全長

SR-6 型:189cm、SR-7 型:213cm

船幅96.5cmトランサム高30.5cm重量2.5GPP 搭載時:約 113.4kg、5.0GPP 搭載時:約 124kg

最大荷重300lb.

構成品■平底運搬ボート■手押しハンドル/スイッチ■プラスチック製クーラーボックス■発電機据え置き用プレート

21双胴式ゴムボート

SR-17 CATARAFT 型

SR-17 型は、5.0 または 7.5GPP 型エレクトロフィッシャーを搭載できるよう設計された双胴式ゴムボートです。標準付属品として、5.0GPP 型エレクトロフィッシャー及びブームキット、電極アレイ、安全柵(前方作業用デッキ部)、組み込み式フットスイッチ、カソードアレイ、前照灯、作業用椅子、オール、手押しポンプ、乾式貯蔵、消火器等が込みこまれています。ボート用エンジンは別売になります。

本体仕様
標準搭載モデル

5.0GPP 又は 7.5GPP エレクトロフィッシャー

筐体材質

アルミ製

船体全長

約 4m

フロート長

約 5.5m

デッキ底幅

約 1.1m重量5.0GPP 搭載時:約 304kg、7.5GPP 搭載時:約 327kg、但し船舶エンジン含まず

荷重930lbs.

推奨 HP

25

最大 HP

35

22

電撃捕魚器用ボート

Electrofisher Boat
スミスルート社の純正ボートには二種類あり、H 型は浅底ソリ型船、EH 型は耐波 V字型船です。
H 型 E : 4.2m, 4.8m, 5.4m 3 種類
EH 型 : 5.4m, 6.3m 2 種類
いずれも衝撃に強くて丈夫で、錆びないア
ルミ製で二重溶接などの完全溶接がしてあります。水面に対する角度は H 型では 6º、EH 型は 20º になっています。この他に手押しボートや既製ボート(カタラフトやゴムボート)に対応するよう下記の標準装備以
外にも個別に応じております。

発電機
ケーラー発電機をカスタマイズしてフィッ
シング力を最大にし、バッテリー充電を可能にしたり、照明電源がとれるようにしています。また、発電機を水冷にするよう、船内の取水ラインを設けてあります。

魚倉タンク
縁取りが完全に溶接されたアルミ製で蓋は腰掛けができる強度があります。
タンクは魚の出し入れが夜でも容易にできるように四隅にランプがついています。常に新鮮な水がポンプアップされ、エアレーションがされているので魚がたくさん入っても酸欠にならなりよう注意が払われています。

ステアリング及び GPP コンソールボックス
GPP エレクトロフィッシャーとボート操作装
置は、中心のコンソールに集まっています。
コンソールを前に倒せば全ステアリング、ス
イッチ、ブレーカー、配線板に簡単に手が届きます。配線にはラベルがつき船全体の回路図が貼られて、一見して把握できるようになっています。

エンジンの特徴:• 電気及び燃料システムは沿岸警備隊安全
基準に適合
• 熱交換
• 電動式燃料ポンプ• フライホイルガード• 自動チョーク
• 高水温及び高排気の排気弁• オイルドレインバルブ• 使い捨てオイルフィルター

発電機用ハウジング
耐熱性防音材を使っています。大きな冷却ファンは、ハ
ウジングを通って気流を循環します。上部の蓋のヒンジを倒した時、12 ボルトの常夜灯が点灯します。蓋を閉じたとき、椅子の役割を果たします。調整式の椅子は回転して調整できます。

23

自動ビルジポンプコンソールに搭載されたスイッチで、ポンプの操作を行えます。ポンプは、全開時 1,500 ガロン/毎時の能力を有しています。

ライト

フロート

航行と安全の為のライトシス
テムです。
特徴は
• ハロゲンヘッドライト
• 航行灯
• 作業灯
• デッキ照明• 船尾灯

デッキ下左右に万一に備えてフロートが収容されています。万
一の浸水に対処する為のフロー
トです。

作業デッキ
電撃フィッシングの為に広くて安全な作業場を確保してあります。デッキは魚が捕りやすく、重心を低くする中央になるよう舷縁トップの下にあります。作業場は、数人が快適に作業できるよう十分な広さがあります。また、安全な足場を確保する為にドライデッキマットを敷いてあります。デッキにはフィッシング担当用フットスイッチがありますが、それを ON/OFF する為の操舵コンソール ON/OFF ス
イッチがあります。
大きなドライ保管スペースのあるデッキコンパー
トメントは、ロッキングドアで隔離されており(SR-14H を除いて)、米国労働安全衛生庁(OSHA)基準を満たしています。
カソードアレイ
低電導度水や電極間の電界が弱い水の場合に使用するオプションです。H 型ボートでは、本体とは絶縁されています。

ブーム
標準ブーム(ポール)は、船首クラッチに取り付けられています。このクラッチでブームは 0 から 180 度
動かすことができます。ブームは安全レイルに取り付けられた調整保持チェーンによって上げ下げができます。

バッテリー及び充電システム
GPP 発電機による 40 アンペア充電システ
ムのほか、緊急用船外モータによる充電が可能なシステムが装備されています。
損傷を防ぐためにバッテリーは隔離されています。バッテリー上部の収納場所は、消火器と他の小さなアイテムが入っています。

電極
スミスルート社の電撃
補魚ボートには、一対の SAA-6 型電極アレイが標準装備品として付属します。
このアレイは直径 30 から 91cm まで可変可能な 6 本のステンレス鋼
製 ワ イ ヤ ー (ド ロ ッ パ
ー ケ ー ブ ル )を 特 徴 とします。
ドロッパーは 90cm まで水に沈めることができ、ブームに取り付ける為に真鍮製のクイック接続機構と脱落防止用の安全ひもを装備しています。
AUA-6 型電極アレイにもアップグレードできます。

24

アクセサリブーム
ブーム(ポール)には標準タイプと高電流用の 2 つの基本的なモデルがあります。標準ブームは長さ 2.4m で直径が 3.8cm と 4.5cm の 2 種類あります。
高電流用ブームは 9.0GPP 型専用です。
この他にも小型ボートでも使用できるよう軽量タイプもあります。

ブームキット(高電流用/標準タイプ)

ライトデューティブームキット(軽量タイプ)

フットスイッチ
フットスイッチはシングルとダブルの 2 種類を用意しています。

シングルフットスイッチ

ブームインターコネクトボックス
2.5 及び 5.0GPP エレクトロフィッシャーとブームを繋ぐための端子台です。
ブームキット又はライトデューティブームキットに標準装備されています。

ジャンクションボックス
SR-6 型又は SR-7 型平底手押し運搬ボートで GPP エレクトロフィッシャー及びVVP-15B 可変電圧電撃捕魚器を搭載する場合に必要なジャンクションボックスです。アノードポールは最大 3 本接続できます。

25

ダブルフットスイッチ

電極アレイ
スミスルート社の電極ブーム(ポール)は、全て一電極アレ
イをつけて一対で使用します。電極アレイは、ステンレ
ス鋼製ワイヤー(ドロッパーケーブル)を 6 本有し、ブームに取り付ける為のクイック脱着機構と脱落防止の安全ひもが付いています。また、保管のためにコンパクトなパッケージに折りたためる機構になっています。

AUA-6 型可変電極アレイ
このアレイは、耐久性と長寿命を目的に設計されています。直径は 15 から107cm まで可変タイプで、6 本のドロッパーケーブルを有しています。また、ドロッパーケーブルは90cm まで水に沈められます。他のアレイと共通の接続機構の為、スミスルート社のブームに互換性があります。

アレイマルチプラーキット
AUA-6 型及び SAA-6 型、LPA-6型の電極アレイを 6 本から 18
本のドロッパーケーブルに変
更する為のキットです。ドロッパーを増やすことで、低電
導度水や電極間の電界がそれほど強くない場合でも効率よ
く負荷をかけられます。

アレイドロッパーエキスパ
ンダー
AUA-6 型 及 び SAA-6 型 、LPA-6 型アレイに取り付けることで、電撃補魚の能力を向上させるものです。サイズは、
直径 3.8cm で長さは 61cm、91cm の 2 種類あります。電極
アレイは別売りになります。

SAA-6 型可変電極アレイ
この中程度のアレイは、30cm か ら 直
径 91cm まで拡大する 6 本のステンレス
鋼ドロッパー
ケーブルを特徴とします。
ドロッパーケー ブ ル は90cm ま で 水に沈められます。スミスルート社のブームに互換性があります。

LPA 型軽量
電極アレイ
この軽量アレイは、軽量ブーム
のみに取り付けられるよう設計
されています。
浅瀬での操作を目的としています。6 本のドロッパーケーブルを有し、直径91cm あ り ま すが、保管や携帯性を高める為にコンパクトなパッケージに折りたためます。

クイック接続アダプター
スミスルート社製電極アレイを他のブームで使用するための接続アダプターキットです。5cm のエンドキャップにどんなブームにでも簡単に付けられます26

ポータブル電気麻酔システム

PES 型

パルス発生コントロールユニットの電源を入れると同時に電流が流れて魚が電気麻酔にかかって自由を失います。
この方法は魚の様子を見ながら強度を変えることができる上に、薬品麻酔のような環境汚染をもたらす心配がありません。また、脊髄に形態変化を起す恐れがないか等の懸念がありましたが、実験の結果、その懸念も払拭することができました。電気麻酔にかかった魚は数分で蘇生しますので、その間にタグを取り付けたり、養殖のための卵を回収することになります。米国では大掛かりな装置が採卵場に設置されています。

本体仕様
使用可能電導度

100~1,500µS/cm

入力電圧25.9VDC 定格

入力電流

最大 20A

出力電圧20~400V(5V ステップ)

出力電流

40Aピーク、4A@100VDC

出力波形
デューティ比最大出力

ランプ DC、スタンダードパルス、
バーストパルス
1~99%(1%ステップ)
最大 400W(ランプ DC 出力時)、
16,000W(バーストパルス時)

出力指示

安全機能

ビープ音、LED の点滅、ディスプレ
イに出力形態の表示
低出力電流遮断回路、遮断スイッチ、
過電流保護回路、リモートスイッチ

寸法49.9mm(W)×39.4mm(H)×22.2mm(D)重量

約 13kg

概

略

図

構成品
■PES コントロールユニット■専用タンク(電極含む)■ケーブル類/リモートスイッチ
■充電器

27

捕魚装置

Rotary Screw Fish Trap MK5 型

ロータリースクリュー·フィッシュトラップは水の流れを動力源とする魚の捕獲装置で、特許を取得してから 2010 年までの間に 600 台の販売実績を誇っています。
双胴船様の浮体(Pontoons)に挟まった回転ドラムが廻り、ゴミを排除しつつ魚だけを傷をつけることなく生簀部位に取り込むように工夫されています。ステンレスの網部を除いた部分は、アルミニウム製で全体的に軽量に作られています。また手早く分解できる構造になっているので、移動が簡単にできるという長所があります。浮体(Pontoons)は、その上で作業できるように充分な浮力とスペースが確保されています。

本カタログの機器の仕様は、予告無く変更する場合があります。最新の情報は、ホームページ
https://www.k-engineering.co.jp で随時紹介していますので、是非アクセス願います。
28

日本総代理店

ケ ー･エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社〒 111-0053
Homepage

東京都台東区浅草橋 5-2-12 TEL.03-5820-8170 FAX.03-5820-8172
https://www.k-engineering.co.jp
E-mail : sales@k-engineering.co.jp