本体編®

TR-57DCi
取扱説明書

お買い上げありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

© Copyright T&D Corporation. All rights reserved.
2023.02 16504630016（第 9 版）

本書についての注意と免責事項

本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
パソコンの故障およびトラブルまたは取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障およびトラブルは、弊社の保証対象には含まれません。

- 本書の著作権は、株式会社ティアンドデイに帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載・複製・改変などを行うことは禁じられています。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。
- 使用及び表示されている商標、サービスマーク及びロゴマークは株式会社ティアンドデイ及びその他第三者の登録商標または商標です。
「おんどとり」、「TANDD」、「T&D」の文字、ロゴは株式会社ティアンドデイの登録商標です。
- 本書に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書に記載した安全に関する指示事項には、必ず従ってください。本来の使用方法ならびに本書に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はできません。
- 本書に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成しておりますが、万一落丁乱丁・ご不審な点や誤り・記載漏れなどがありましたらお買い求めになった販売店または弊社までご連絡ください。また、本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は一般の民生・産業用として使用されることを前提に設計されています。人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、高い安全性が必要とされる用途にはお使いにならないでください。
- 本製品の故障および誤動作または不具合によりシステムに発生した付随的傷
害、測定結果を用いたことによって生じたいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証書・無料修理規定をよくお読みください。

2

安全上のご注意

安全にお使いただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり、内容を良く理解された上でお使いください。

使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味警
注

絵記号の意味告意

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

警告・注意を促す記号です。記号の近くに具体的な警告内容が描かれています。
（例： 感電注意）

禁止行為を示す記号です。記号の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。
（例： 分解禁止）実行しなければならない行為を示す記号です。
記号の中や近くに、具体的な指示内容が描かれています。
（例： 電源プラグをコンセントから抜く）

3

警

厳守
分解禁止
厳守
禁止
厳守
禁止
禁止
禁止

告

本製品を取り付け、使用する際に、必ずパソコンメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
本製品の分解や改造、修理は自分でしないでください。
火災や感電の原因になります。
本製品内部に液体や異物が入ってしまった場合は、すぐに電源を OFF にし、電池を抜き、使用を中止してください。
そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。
風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

TR-57DCi 本体・電池・通信ケーブルは、お子様の手の届かない所に設置、保管してください。
さわってけがをしたり、電池を飲み込むと危険です。
パソコンおよび、データロガーに接続されている通信ケーブル
を電話回線に接続しないでください。
そのまま使い続けると、火災や故障の原因になります。
煙が出たり、変な臭いや音がした場合は、すぐに電源を OFFにし、電池も抜き、使用を中止してください。
そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
与えてしまった場合は、すぐに電源を OFF にし、電池も抜き、使用を中止してください。
そのまま使い続けると、火災や感電の原因になります。

注

厳守
禁止
注意
禁止
禁止
厳守

注意
厳守

禁止

4

意

本製品は防水構造ではありません。
汚れた場合は、中性洗剤をしみ込ませた清潔な布で拭いてください。
通信ケーブル接続ジャックには指や異物を入れないでください。

電池寿命は、電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度・乾電池の性能等により異なります。
指定以外の電池は使用しないでください。
火災や故障の原因になります。
AC は専用以外のものは絶対に使用しないでください。
火災や故障の原因になります。
長時間本機を使用しない場合は、安全のため電池を取り外してください。
電池を入れたままにしておくと、液漏れする恐れがあり、故障の原因になります。
電池端子は、経時変化・振動等により接触不良になる恐れがあります。
電池の接触不良によってデータが失われることがあります。
温度差の激しい環境間を急に移動した場合、結露する恐れがあります。
本製品は周辺温度：0℃～ 50℃・湿度：90％ RH 以下（結露しないこと）で使用してください。
薬品や有害なガス・油などにより本製品等が腐食する恐れがあります。また、有害な物質が付着することにより人体に害をおよぼす恐れがありますので、薬品や有害なガス等の影響を受ける環境では使用・保存しないでください。

5

ご使用の前に厳守

禁止

6

静電気による破損を防ぐために、本製品に触れる前に身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。
人体などからの静電気は、本製品の破損やデータの損失・破損の原因になります。
次の場所では使用・保管しないでください。
感電・火災の原因になったり、製品やパソコンに悪影響をおよぼすことがあります。
- 直射日光が当たる場所
内部の温度が上がり、火災や故障、変形の原因になります。
- 強い磁界が発生する場所
故障の原因になります。
- 漏水の危険がある場所
故障や感電の原因になります。
- 静電気が発生する場所
故障の原因になります。
- 振動が発生する場所
けが・故障・破損・接触不良の原因になります。
- 平らでない場所
転倒したり、落下して、けがや故障の原因になります。
- 火気の周辺または、熱気のこもる場所
故障や変形の原因になります。
- ちり・ほこりの多い場所
故障の原因になります。

Web サイトから T&D Recorder for Windows と T&D Graph をダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
* ソフトウェアをインストールする前に本体をパソコンに接続しないでください。

TR-5i シリーズソフトウェア一覧
www.tandd.co.jp/software/#tr5i

インストールが完了すると、Windows のスタート画面またはスタートメニューに T&D Recorder for Windows と T&D Graph が登録されます。
* 標準ソフトウェアをダウンロードできない場合は、T&D Software SO-TD1(DVD-ROM) を用意しております。その他のオプション品を含め、T&D オンライン
ショップにてお求めいただけます。
shop.tandd.co.jp* ソフトウェアの詳しい操作方法については、ソフトウェア内のヘルプか、PDF マニュ
アルをご参照ください。
www.tandd.co.jp/manual7安全上のご注意--------------------------------------------------------3

安全にお使いただくために必ずお守りください--------------------------- 3
使用している表示と絵記号の意味-------------------------------------------- 3

ご使用の前に-----------------------------------------------------------7

概要-------------------------------------------------------------------------------- 12
基本的な機能--------------------------------------------------------------------- 12

パッケージ内容------------------------------------------------------ 14
各部の名称とはたらき---------------------------------------------- 15

各ボタンの機能------------------------------------------------------------------ 15
液晶画面の操作方法------------------------------------------------------------ 17

準備

電池を入れる--------------------------------------------------------- 20

電池寿命について--------------------------------------------------------------- 20

電源を入れる--------------------------------------------------------- 21

電源を入れる--------------------------------------------------------------------- 21

日付・時刻を手動で合わせる-------------------------------------- 22
パソコンとの通信方法---------------------------------------------- 23

USB 通信-------------------------------------------------------------------------- 23

シリアル通信--------------------------------------------------------------------- 24

データロガーとの通信方法---------------------------------------- 25

ケーブル通信--------------------------------------------------------------------- 25
赤外線通信（データ吸い上げのみ）----------------------------------------- 25

8吸い上げ中の画面について---------------------------------------------------- 32
記録データの吸い上げができない場合------------------------------------- 33

グラフ画面について- ----------------------------------------------- 34

グラフの見方と操作方法------------------------------------------------------ 34

イベントリスト画面について-------------------------------------- 35

イベントリストの見方--------------------------------------------------------- 35

保存データをグラフ表示する-------------------------------------- 37

データリストの見方------------------------------------------------------------ 38
データ詳細表示の見方--------------------------------------------------------- 38

その他の機能動作設定-------------------------------------------------------------- 40

液晶バックライトの調整------------------------------------------------------ 40
液晶コントラストの調整------------------------------------------------------ 40
メモリ使用量を確認する------------------------------------------------------ 41
時刻設定をする------------------------------------------------------------------ 41
操作ブザー音を消す------------------------------------------------------------ 42
電池電圧を確認する------------------------------------------------------------ 42

データ消去----------------------------------------------------------- 43

指定したデータを消去する（個別消去）------------------------------------ 43
全データを消去する------------------------------------------------------------ 44

その他

その他

光通信------------------------------------------------------------------------------ 25

赤外線通信による吸い上げ---------------------------------------------------- 31

その他の機能電源を切る------------------------------------------------------------------------ 21

オートパワーオフ機能について---------------------------------------------- 21

光通信・ケーブル通信による吸い上げ------------------------------------- 30

基本的な機能ジョグダイヤルの使い方------------------------------------------------------ 16

データロガーの記録条件を設定する---------------------------------------- 28

記録データの吸い上げ---------------------------------------------- 30

備

データコレクタ TR-57DCi とは----------------------------------- 12

基本的な機能記録スタート--------------------------------------------------------- 28

準

はじめに

はじめに

目次

メニュー一覧--------------------------------------------------------- 46
製品仕様-------------------------------------------------------------- 48

9

はじめに

TR-57DCi の概要について説明します。
- データコレクタ TR-57DCi とは- パッケージ内容- 各部の名称とはたらき

10

概要

TR-57DCi は、測定場所に設置されたデータロガーの記録データを収集する機器です。パソコンのない場所でも収集した記録データを確認する
ことができ、データロガーの記録開始操作を行うことができます。
対応するデータロガー

TR-5i シリーズ : TR-51i / 52i / 55i-TC / 55i-Pt / 55i-V / 55i-mA / 55i-P
TR-7Ui シリーズ : TR-74Ui / 76Ui / 73U (S タイプ含む )その他 (*1)*1: 旧機種にも対応しています。(VR-71, TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71S/72S,
TR-71U/72U, TR-51S/52S, TR-51A/52, RTR-51/51A/52/52A/52Pt/53/53A, RVR-52)

基本的な機能多機種のデータを簡単収集

対応するデータロガーの記録データを TR-57DCi にまとめて収集できます。

256,000 データ収集

TR-57DCi は TR-71Ui (8,000 個× 2ch.) のフルデータを 16 台分収集できる大容量です。フルデータでない場合は、最大 250 回分のデータを収集し、管理できます。

赤外線通信による記録データ収集

TR-7Ui シリーズ、TR-5i シリーズのデータロガーから赤外線通信により記録デー
タを収集することができます。赤外線通信使用すると、データロガーを取り外したり動かしたりすることなく記録データを収集できます。

はじめに

データコレクタ TR-57DCi とは

電池寿命は１日１時間の使用で約 100 日程度

単 4 アルカリ電池（LR03）2 本での電池寿命の目安は、1 日 30 分間使用で 160
日程度、1 日 1 時間使用で 100 日程度、1 日２時間使用で 50 日程度です。単 4アルカリ電池の他に、単 4 ニッカド電池・ニッケル水素電池（1.2V）も使用できます。
* 電池寿命は、電池の種類・測定環境・通信回数・周辺温度等により異なります。本
説明は新しい電池を使った時の標準的な動作であり電池寿命を保証するものではありません。

オートパワー OFF 機能搭載

電池の消耗を防ぐために、電源を入れたまま 3 分間操作しないと自動的に電源が切れます。

バックライト付き

暗い場所でも液晶が見やすいようにバックライトを点灯できます。バックライ
トの ON/OFF はメニューで簡単に切り替えられます。

* 5 秒以上操作しなかった場合は、電池の消耗をさけるためにバックライトが自動的に
OFF になります。再度操作を開始すると自動的に ON になります。

ファームウェアアップデート機能

TR-57DCi は、パソコンと USB 接続することにより、お手元でファームウェア
をアップデートすることができます。新機種発売による対応機種の変更にファームウェアアップデートで対応いたします。アップデートの方法、更新情報については弊社 Web サイト (www.tandd.co.jp) をご覧ください。

グラフィック液晶でグラフ表示

収集したデータをその場でグラフ表示できます。ジョグダイヤルによるカーソ
ルの移動、本体前面のボタンによる拡大縮小ができ、簡単に記録データを確認することができます。

ジョグダイヤルであらゆる操作が可能

ジョグダイヤルを上下に回転させメニューの項目等を選択し、押すと操作が決定されます。

記録条件設定も可能

VR-71 を除く対応データロガーに対して記録開始日時・記録間隔・記録開始方法の設定ができます。

電池寿命警告を表示

12

電池電圧が低下すると、液晶に電池寿命警告マークが点灯します。

13

パッケージには以下のものが含まれております。

各部の名称とはたらき
1.

USB Mini-B 通信ケーブル
US-15C

シリアル通信ケーブル
TR-6C10

単 4 アルカリ電池
LR03 × 2

取扱説明書一式（保証書含む）

8.

5.
6.

2.

Data Collector TR-57DCi

はじめにパッケージ内容

7.

9.

4.

3.

1. ジョグダイヤル
2. 液晶表示部
3. ボタン操作部
4. 光通信部

5. USB コネクタ (Mini-B）
6. シリアル通信コネクタ
7. AC アダプタジャック

8. 赤外線通信ポート
9. 電池フタ

各ボタンの機能- 赤外線通信を使用し、データロガーから記録データの吸い上げを開始します。
- グラフ表示中に押すとグラフの縮小ができます。
- グラフの全体表示中に押すと、カーソルが最小値 / 最大値に移動します。
- データリスト画面を表示します。
- データリスト画面で押すとデータの詳細情報を表示します。
- グラフ表示中に押すとグラフの拡大ができます。
- 電源を入れる、または切ります。
（詳細は P.21 を参照してください）

14

15

上に回す

はじめに

ジョグダイヤルの使い方

液晶画面の操作方法
メインメニュー画面[]

赤外線通信用のメニューです。

[

押す
下に回す

ジョグダイヤルを回す- 上または、下に回すと矢印が移動し、項目の選択ができます。

]

光通信・ケーブル通信用のメニューです。

[]

電池電圧が低下すると点灯し、電池消耗を知らせます。（P.20 参照）

[

]

[

][

現在選択されている項目です。 ジョグダイヤ
ルを回すと矢印は移動します。ジョグダイヤ
ルを押すと実行されます。

- 数値を設定する場合、上に回すと数値が大きくなり、下に回すと数値が小さくなります。

ジョグダイヤルを押す- メニューの選択、設定時に押すと、実行または、決定になります。

- 記録データの吸い上げ中、またはグラフ画面で長押しすると、表示チャンネルの切り替えができます。

]

非表示部分に、さらにメニュー項目があることを示しています。
ジョグダイヤルを上下に回すと画面がスクロールします。

[ 戻る ]

条件などを設定後、[ 戻る ] に合わせてジョグダイヤルを押すと、メニュー画面に戻ります。

16

17

記録データ表示画面

グラフ画面

温度 / 湿度 / 大気圧 / 照度 / 紫外線量 / 電圧 /パルス /CO2 濃度のデータを TR-57DCi で吸い上げると、グラフが表示されます。
詳しい画面説明は、P.34 を参照してください。

イベントリスト画面

RVR-52 で記録したイベントデータをTR-57DCi で吸い上げるとイベントリストが表示されます。
詳しい画面説明は、P.35 を参照してくださ
い。

18

準備

TR-57DCi を使用するための準備について説明します。
- 電池を入れる- 電源を入れる- 日付・時刻を手動で合わせる- パソコンとの通信方法- データロガーとの通信方法

電池を入れる

電源を入れる（市販の単 4 ニッカド電池、単 4 ニッケル水素電池 (1.2V) も使用できます。）

<ON/OFF> ボタンまたは、ジョグダイヤルを押します。

単４アルカリ電池２本を下図のようにセットしてください。

電源を入れる準
備<ON/OFF> ボタンを押す

注 意- 2 本とも同じ種類の電池を入れてください。
- ＋ / －を間違えないようにセットしてください。
- TR-57DCi 本体から電池の充電はできません。

ジョグダイヤルを押す

電源を入れた時点で時刻の設定がされていない場合、以下のメッセージが表示されます。メッセージの表示中にジョグダイヤルを押すと、自動的に時刻設定画面が開きます。（P.22 参照）

電池寿命について電池電圧が低下すると液晶表示部に電池寿命警告マーク（）が点灯
し、電池の消耗を知らせます。さらに低下すると、記録データ保護のため自動的にスリープモードになります。
注 意- スリープモード中は本体の電源が入らなくなり、操作を行うことができなくなります。
- 電池交換時、5 分以上電池をはずした状態が続くと本体内の記録データが消失する恐れがあります。電池交換前にパソコンに記録データを移してからの電池交換をおすすめします。
- 完全に電池がなくなるとデータが消失しますので、早めに電池交換を行ってください。

電池寿命警告マーク

電源を切る

電源を切る時は <ON/OFF> ボタンを押します。ジョグダイヤルから電源を切ることはできません。
注 意

通信中に <ON/OFF> ボタンを押しても、電源を切ることはできません。

オートパワーオフ機能について

本体の電源を入れたまま 3 分間操作をしないと、電池の消耗を防ぐため
自動的に電源が切れます。

20

21

日付・時刻を手動で合わせる

T&D Recorder for Windows によりパソコンから設定をした場合、この操作は不要です。

(1) ジョグダイヤルを回すと、反転表示部分が " 月 - 日 - 年 - 時 - 分 - 秒 " の順に移動します。
(2) ジョグダイヤルを押すと反転表示部分が点滅します。
(3) ジョグダイヤルを回して数値を選びます。

(4) ジョグダイヤルを押すと確定し、反転表示部分が次の項目に移ります。

USB 通信パソコンと TR-57DCi の通信
注 意備

現地時刻を設定します

記録データの吸い上げ、データロガーの設定変更等でパソコンと通信を行う場合、USB 通信ケーブル（付属 :US-15C）、またはシリア
ル通信ケーブル（オプション）を使って TR-57DCi とパソコンを接続します。
準.1メインメニューより [ 操作設定 ] - [ 時刻設定 ] を実行します。
.2時刻の設定をします。

パソコンとの通信方法- T&D Recorder for Windows をインストールする前に、TR-57DCi をパソコンに接続しないでください。
- パソコンと TR-57DCi の通信を始める前に、USB デバイスドライバをインストールする必要があります。USB デバイスドライバをインストールすることで、パソコンが TR-57DCi を認識できるようになります。インストール方法は、
T&D Recorder for Windows 取扱説明書内の "USB デバイ
スドライバのインストール " を参照してください。
- TR-57DCi は複数台同時に接続しないでください。TR-57DCi が正しく認識されないことがあります。
- 通信ケーブルは、接触不良が起きないよう正しい箇所に確実に差し込んでください。

.3入力が完了したら [ 戻る ] に合わせ、ジョグダイヤルを押すとメニュー画面に戻ります。

USB mini-B プラグ
TR-57DCi 本体へ

注 意- TR-57DCi 本体の日付・時刻が正確でないと、記録開始時刻や吸い上げたデータの記録時刻に影響しますので正確に設定してください。

USB A プラグパソコンへ

USB 通信ケーブル(US-15C)

USB ポートマーク

USB ケーブルは USB A プラグ⇔ USB mini-B プラグです。
USB ケーブルの A プラグを、左図の様なマークがある差込口に接続してください。

2223

データロガーとの通信方法

シリアル通信パソコンと TR-57DCi の通信オプションのシリアル通信ケーブル (TR-07C) で、パソコンのポートに TR-57DCi
を接続します。

シリアル通信ケーブル (TR-07C)（オプション）

ポートマーク通信ケーブル接続口は D-Sub9 ピンメスです。
左図の様なマークがある差込口に接続してください。

データロガーの背面を上にして TR-57DCi の上に載せる
TR-51i / 52i / 55i, TR-51S / 52S, TR-51A / 51 / 52
RTR-51 / 51A / 52 / 52A / 52Pt / 53 / 53A, RVR-52

備

D-Sub9 ピンメス
パソコンへ

光通信

準

TR-57DCi
本体へ

TR-57DCi とデータロガーの通信方法には、光通信・ケーブル通信・
赤外線通信の 3 種類があります。ご使用になるデータロガーのタイ
プや設置環境により利用可能な通信方法が異なります。

TR-57DCiの光通信部

ケーブル通信付属ケーブル TR-6C10 で接続
TR-71Ui / 72Ui / 74Ui / 76Ui / 77Ui,
TR-71U / 72U / 73U
オプションケーブル TR-4C10 で接続
TR-71S / 72S, VR-71

赤外線通信（データ吸い上げのみ）

TR-57DCi とデータロガーの赤外線通信ポートを向かい合わせる

TR-7Ui: 約 5~20cm
TR-5i: 約 10~20cm

TR-57DCi の赤外線通信ポート24

データロガーの
赤外線通信ポート

TR-71Ui / 72Ui / 74Ui / 76Ui / 77Ui
TR-51i / 52i / 55i

25

データロガーとの通信で可能な操作[ 記録条件の設定 ]記録モード・記録間隔・記録開始時刻（予約スタート時）の設定ができます。

[ 設定値読み込み ]TR-57DCi に接続しているデータロガーの設定条件を読み込めます。

[ 記録データの吸い上げ ]データロガーが記録したデータを TR-57DCi で吸い上げます。
* 赤外線通信ではデータ吸い上げのみ行うことができます。

基本的な機能TR-57DCi で行う基本的な操作・機能について説明します。
- 記録スタート- 記録データの吸い上げ- グラフ画面について- イベントリスト画面について- 保存データをグラフ表示する

26

記録スタート

データロガーの記録条件を設定する

光通信・ケーブル通信を使用し、以下の動作設定ができます。
- 記録スタート- インターバル（記録間隔）- 記録モード
注 意

記録スタートの設定をデータロガーに送信した時点で、データロガー内の記録データは消失します。必要な記録データは吸い上げを行ってから記録スタートの設定を行ってください。

* 記録条件の項目についての詳細は次ページ以降を参照してください
メインメニュー

記録条件設定画面

記録条件を設定後、記録開始時刻を設定します。実行前に TR-57DCi 本体の日付と時刻が正しいか確認してください（P.22 参照）。また、データロガー内の必要な記録データを吸い上げてから実行してください。
ソクジスタート：
ヨヤクスタート:

記録条件がただちにデータロガーへ送信され、記録を開始します。
日時を指定し記録開始の予約をデータロガーに対して行います。

記録開始日時の指定方法(1) ジョグダイヤルを回すと、数値部分が反転しながら [ 年 - 月 - 日 - 時 - 分 - 秒 ] の順に移動し、押すと数値が点滅します。
(2) ジョグダイヤルを回して、数値を指定します。
ジョグダイヤルを押すと数値が確定され、次の項目に移ります。

基本的な機能.1データロガーと TR-57DCi を接続します。（P.25 参照）.2メインメニューより [記録スタート ] を実行します。
.3記録条件を設定します。

[ ソクジスタート / ヨヤクスタート ][ インターバル（記録間隔）]

計 15 通りの中から選ぶことができます。ジョグダイヤルを回して数値を選び、ジョグダイヤルを押して決定します。

- 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30sec.（秒）- 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60min.（分）.4各条件を設定後、矢印を [ 実行 ] に合わせてジョグダイヤルを押すと記録条件をデータロガーに送信します。

.5通信が終了すると設定内容とメッセージが表示されます。ジョグダイ
ヤルを押すとメインメニューに戻ります。

28* イベント記録の場合は記録間隔の設定ができません。

[ 記録モード ]ジョグダイヤルを回して記録モードを選び、ジョグダイヤルを押して決定しま
す。
ワンタイム
エンドレス

：
:

記録容量がいっぱいになると、記録を停止します

記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして
記録します

29

記録データの吸い上げ

データロガーが記録したデータを、TR-57DCi 本体に吸い上げます。

光通信・ケーブル通信による吸い上げ.1データロガーと TR-57DCi を接続します。（P.25 参照）.2メインメニューより [データ吸い上げ ] を実行し、記録データを赤外線通信による吸い上げ.1メインメニューより [本体の <データ吸い上げ ] を実行、または TR-57DCi
Ir> ボタンを押します。

吸い上げます。

.2[ 機種選択 ] から、吸い上げを行うデータロガーの種類を選択します。

選択後、矢印を［実行］に吸い上げを開始します。

合わせてジョグダイヤルを押すと記録データの* 吸い上げを中止する場合はジョグダイヤルを押します。

.3吸い上げられた記録データがグラフ表示されます。

30

TR-7Ui シリーズは TR-7i を、TR-5i シリーズは TR-5i を選択してください。

基本的な機能吸い上げ期間の選択が可能な機種をご利用の場合、期間を選択する画面が表示されます。

*<
Ir> ボタンで吸い上げを行う場合はこの画面は表示されず、前回と同じ設定で通信を開始します。

.3必要に応じて、記録データの吸い上げ期間を指定します。
.4矢印を [ 実行 ] に合わせてジョグダイヤルを押し、TR-57DCi とデータロ
ガーの赤外線通信ポートを向かい合わせます。（P.25 参照）

31

.5吸い上げを行うデータロガーから応答があると、自動的に記録データの吸い上げを開始します。
応答待ち

記録データ吸い上げ中

記録データの吸い上げができない場合
以下の点をご確認ください。

TR-57DCi 本体のメモリ残量が不足していませんか？

本体のメモリ残量が不足している場合は、[ メモリ オーバー ] と表示され、吸い上げを中止します。記録データをパソコンに吸い上げる、不要なデータを削除するなど、メモリ残量を増やしてから再度吸い上げを行ってください。

- メモリ使用量の確認方法は P.41 を参照してください。
- データの削除方法は P.43 を参照してください。

* 吸い上げを中止する場合はジョグダイヤルを押します。

.6吸い上げられた記録データがグラフ表示されます。
基本的な機能赤外線通信機能が禁止されていませんか？

吸い上げ中の画面について

データ吸い上げ中は、受信できた時点までの最大値・最小値とグラフが表示されます。吸い上げ中にジョグダイヤルを長押しすると、表示するチャンネルを切り替えることができます。

赤外線通信が " 許可 " に設定されていない TR-7Ui シリーズ /TR-5i シリーズは
赤外線通信でのデータ吸い上げを行うことができません。
T&D Recorder for Windows または Illuminance UV Recorder for Windows で赤外線通信を許可してから、再度吸い上げを行ってください。

- TR-76Ui のアプリケーションには " 許可 / 禁止 " の設定がありません。常に " 許可 " の状態にあります。
- 赤外線通信の設定方法は各アプリケーションの取扱説明書、またはヘルプを参 照してください。

記録データ吸い上げ中にジョグダイヤル長押し

最大値
最小値

32

33

グラフ画面について

イベントリスト画面についてグラフは 1 チャンネルごとに表示され、本体のジョグダイヤルやボタンによって操作を行います。

イベントリストの見方

TR-57DCi で吸い上げた記録データをグラフ表示します。

グラフの見方と操作方法
1.

RVR-52 で記録したイベントデータを TR-57DCi で吸い上げると、イ
ベントデータの一覧を表示できます。

4.

1.

2.

1. 表示チャンネル

記録データが複数チャンネル分ある場合、ジョグダイヤルを長押し（約 1 秒）
するとチャンネルが切り替わります。

2. カーソルジョグダイヤルを回して左右に移動させ、カーソルを合わせた位置の測定日時と測定値を表示させることができます。

3. 記録間隔と記録モード

現在開いているデータの記録間隔と記録モードを表示します。
S：秒

M：分

：ワンタイム4. カーソル位置の測定値：エンドレス

現在カーソルがある日時の測定値を表示します。

[℃ ]：温度 [％ RH]：湿度 [hPa]：大気圧 [lx]：照度 [mW/cm2]：紫外線
量[V]：電圧 [mA]：4-20mA [Pulse ] [Pulse ]：パルス [ppm]：CO2 濃度：立ち上がり（OFF -> ON） ：立ち下がり（ON -> OFF）

1.

3.

,

基本的な機能

5.
6.

3.

2.

非表示部分にさらにデータがあることを示しています。TR-57DCi 本体のジョグ
Ir> ボタン / <List> ボタンによって上下にスクロールしてダイヤルや、<ください。

2. 記録データ数

カーソルで示したデータが、全データ中何番目に記録されたものかを示しています。（上図の場合、カーソルが 18 データ中 9 番目のデータにあることを示しています。）

3. 矢印

立ち上がりデータ立ち下がりデータ

１秒間以内に両方あったデータ

5. グラフ表示範囲

記録データ全体の中で、現在グラフ表示されている範囲を示しています。
List> ボタンで拡大、<
Ir> ボタンで縮小できます。
TR-57DCi 本体の <6. カーソル位置の日時

現在カーソルがある日時を表示します。

34

35

イベントは入力電圧 0 ～ 30V の範囲内で、1 秒以上持続した波形の立ち上がり（Lo -> Hi）および、立ち下がり（Hi -> Lo）の時刻を、1 秒ごとに測定し、変化があった時刻を記録します。
立ち上がり、立ち下がりの変化例.1メインメニューより [ データリスト ] を実行または、<を押します。

List> ボタン

.2データ選択画面から表示したいデータを、ジョグダイヤルを回して選
び、ジョグダイヤルを押します。
メインメニュー

データを選択

カーソルで指定されたデータは反転表示されます。保存データリストの詳細は次頁を参照してください。

基本的な機能1 秒間内に立ち上がり、立ち下がり、両方あった場合

保存データをグラフ表示する.3[ グラフ表示 ] を実行すると、グラフが表示されます。

イベントデータの場合は [ イベントリスト ] を実行します。
温度 / 湿度 / 大気圧 / 照度 / 紫外線 /電圧 / パルス /CO2 濃度データの場合

イベントデータの場合

3637

データリストの見方お使いいただくデータロガーによって、表示内容が異なります。
機種によって表示内容が異なります。
TR-5/TR-5i/TR-5S シリーズ：チャンネル名
TR-7/7Ui シリーズ：チャンネル名（ch.1）
RTR-5 シリーズ：子機名

機種名について

データロガーの機種名です。TR-71Ui / 71U / 71S は TR-71x、TR-72Ui / 72U /72S は TR-72x と表示されます。

チャンネル名についてパソコンからの記録条件設定時に入力したチャンネル名です。

子機名についてRTR-5 シリーズのデータロガーで、パソコンからの記録条件設定時に入力した子機名です。チャンネル名を全角入力した場合は "……" で表示されます。

データ詳細表示の見方

List> ボタンを押すと、データの詳細を表示す

機種名

記録間隔・
記録モード

Ch. 名または
子機名

データ数

記録間隔・記録モードについて

吸い上げ日時
記録開始日時
記録停止日時または最終記録日時

記録間隔・記録モードは以下のように表示されます。
-

38

-

TR-57DCi の動作設定や記録データの消去方法について説明します。
- 動作設定機種名

データリスト画面で <ることができます。

その他の機能＝記録間隔：2 秒、記録モード：ワンタイム＝記録間隔：30 分、記録モード：エンドレス- データ消去

動作設定

液晶バックライトの調整.1メインメニューより [ 動作設定 ] - [ 液晶バックライト ] を実行します。

.2ジョグダイヤルを上に回すとバックライトが明るくなり、下に回すと暗くなります。

.3ジョグダイヤルを押すと、メニュー画面に戻ります。

液晶コントラストの調整.1メインメニューより [ 動作設定 ] - [ 液晶コントラスト ] を実行します。

ります。

.3ジョグダイヤルを押すと、メニュー画面に戻ります。

40.1メインメニュー [ 動作設定 ] - [ メモリ使用量 ] を実行します。

.2ジョグダイヤルを押すと、メニュー画面に戻ります。

時刻設定をする.1メインメニューより [ 動作設定 ] - [ 時刻設定 ] を実行します。

.2変更したい項目を選択しジョグダイヤルを押します。
.3ジョグダイヤルを回し時刻を合わせます。
.4矢印を [ 戻る ] に合わせてジョグダイヤルを押すと、メニュー画面にその他の機能.2ジョグダイヤルを上に回すと液晶表示が濃くなり、下に回すと薄くなメモリ使用量を確認する

戻ります。

41

データ消去

操作ブザー音を消す.1メインメニュー [ 動作設定 ] - [ 操作ブザー ] を実行します。
現在の設定.2矢印を [ON] または [OFF] に合わせてジョグダイヤルを押します。
.3矢印を [ 戻る ] に合わせてジョグダイヤルを押すと、メニュー画面に戻ります。

操作音 OFF

指定したデータを消去する（個別消去）.1メインメニューより [ データリスト ] を実行し、リストから消去したいデータを選び、ジョグダイヤルを押します。
メインメニュー

データを選択.2矢印を [ 個別消去 ] に合わせてジョグダイヤルを押します。

ボタン操作時の音を消します。警報ブザーは鳴ります。

全て OFF

警報ブザーを含む全ての音を消します。

電池電圧を確認する.2ジョグダイヤルを押すと、メニュー画面に戻ります。

電池電圧についてい場合は [ 戻る ] を選びジョグダイヤルを押します。

その他の機能.1メインメニュー [ 動作設定 ] - [ 電池電圧 ] を実行します。

.3確認画面が表示されます。そのまま消去する場合は [ 実行 ]、消去しな.4消去完了後、データ選択画面に戻ります。

電池電圧が 2.30V 前後になると電池寿命警告マークが点灯します42

43

全データを消去する.1メインメニューより [ 動作設定 ] - [ 全データ消去 ] を実行します。
メインメニュー

その他- メニュー一覧- 製品仕様.2確認画面が表示されます。そのまま消去する場合は [ 実行 ]、消去しない場合は [ 戻る ] を選びジョグダイヤルを押します。

.3消去完了後、ジョグダイヤルを押すと動作設定メニューに戻ります。

44メニュー一覧

データリスト

データ吸い上げ

戻る
実行

機種選択

データ吸い上げデータ吸い上げ終了後グラフを表示
TR-7i
TR-5i

吸い上げ期間指定後にデータ吸い上げデータ吸い上げ終了後グラフを表示* 吸い上げ期間の選択が可能な機種をご利用の場合に指定ができます。

データ記録スタート

実行

記録設定を送信インターバル

機種ごとに異なる

スタート
記録モード *
'YY/MM/DD
XX:XX:XX

ソクジスタート
ヨヤクスタート
ワンタイム
エンドレス

スタート時刻を設定(予約スタート時のみ)

動作設定

戻る
液晶バックライト

液晶コントラストメモリ使用量
全データ消去
時刻設定
操作ブザー

電池電圧

(ジョグダイヤルを押すと表示)

戻る
続行
戻る
実行

戻る
OFF, 1 ～ 100
戻る
0 ～ 100

戻る
使用量表示
戻る
実行
戻る
設定

戻る
ON
操作音 OFF
全て OFF

その他* TR-71 / 72 はワンタイムしか選択できません。

46

戻る
グラフ表示

個別消去

吸い上げ期間指定 *戻る

戻る
ジョグダイヤルで選択・決定

戻る
電圧表示

47

製品仕様
対応機種

データ容量

通信インター
フェース
通信時間

電源
電池寿命
本体寸法
本体質量

ソフトウェア(*5)

48

256,000 個
フルデータの場合：
  TR-51i/52i×16台分
  TR-55i×15台分
  TR-73U/76Ui×10台分
  TR-74Ui×7台分
フルデータでない場合：最大250台分*1. 旧機種にも対応しています。(VR-71, TR-71Ui/72Ui/77Ui, TR-71S/72S, TR-71U/72U,
TR-51S/52S, TR-51A/52, RTR-51/51A/52/52A/52Pt/53/53A, RVR-52)*2. 赤外線通信はデータ吸い上げのみ対応、記録開始設定はできません。
*3. パソコンとのシリアル通信にはオプションのシリアル通信ケーブル (TR-07C) が必要です。
*4. 電池寿命は周辺温度、通信回数、電池性能などにより異なります。本説明は新しい電池を使用したときの標準的な動作であり、電池寿命を保証するものではありません。
*5. ソフトウェア CD-ROM は付属しておりません。ダウンロード ( 無料 )、および対応 OS バージョンは Web サイト (www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

光通信  赤外線通信 (*2)：IrPHY 1.2 省電力方式相当
シリアル通信 (*3)
USB通信：USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)
TR-5iシリーズ
  光通信：約24 秒
  赤外線通信 ：約55 秒

TR-7Uiシリーズ
  赤外線通信 (TR-76Ui)：約63 秒
  赤外線通信 (TR-74Ui)：約77 秒

単4アルカリ電池×2, 単4ニッケル水素電池×2,
ACアダプタ AD-06A1, USBバスパワー
約100日 (*4)：1日1時間使用

H 125 mm×W 58 mm×D 25.8 mm (突起物含まず)
約90 g

温度：0 ～ 50℃,
湿度：90 %RH 以下 (結露しないこと)

その他

本体動作環境

TR-5iシリーズ：
  TR-51i / 52i / 55i-TC / 55i-Pt / 55i-V / 55i-mA / 55i-P
TR-7Uiシリーズ：
  TR-74Ui / 76Ui / 73U (Sタイプ含む)
その他 (*1)

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
  T&D Recorder for Windows, T&D Graph

49

製品に関するお問い合わせ先

お問い合わせ受付時間

その他

www.tandd.co.jp〒 390-0852 長野県松本市島立 817-1 TEL:0263-40-0131

FAX:0263-40-3152

月曜日～金曜日（弊社休日は除く）9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00

50

再生紙を使用しています51