光波距離計 (トータルステーション)
CS-235WF（トプコン）

■仕様
型式

耐環境性

望遠鏡部

求心望遠鏡

型式
CS-235WF
CS-235WF
項目
150㎜
正立
全長
像
3×
有 効 径 45㎜（EDM：50㎜）
倍率0.5m〜∞
30×
倍
率
合焦範囲
正位
5°
像
視界
JIS C 0920 保護等級IP66
1°
30ʼ
視界
耐水性及び耐じん性（防じん形・耐水形）
2.5”
分 解 力
−20℃〜＋50℃
使用温度範囲1.3m
最短合焦距離336㎜
高3,000m1プリズム※1150㎜
長4,000m3プリズム※1184㎜
幅※2
測 距 精 度 ±（2㎜＋2ppm×D）m.s.e
4.9kg
本体（バッテリ含）
測距時間（初回測距時間）
3.2kg
ケ ー ス
約1.2秒（約4秒）
ファイン モ ード
内 部 電 源 BT-52QA 電圧：7.2V、容量：2700mAh（Ni-MH）
約0.7秒（約3秒）
コ ース モ ード
充 電 器 BC-27AR（リフレッシュ機能付）
約0.4秒（約3秒）
トラッキングモード
測距を含んだ連続使用時間 BluetoothON 約8.5時間/OFF 約10時間
有気象補正
測角のみの使用時間 BluetoothON 約25時間/OFF 約45時間
有プリズム定数補正
単軸鉛直軸形式
有両差補正
176㎜
機械高（整準台受皿）
測 角 精 度 5”（JIS B 7909:1998に準拠）
RS-232C準拠
インターフェイス
測 定 方 式 アブソリュート測角方式
1速微動装置
検 出 方 式 水平角：両側 鉛直角：片側有
外部電源入力端子10”/5”
表示単位
データコレクト、測設、新設点設置、SD/VD/HD
71㎜
目盛直径、N/E/Z、HL、HR/V、V％H倍角設定、REM（遠隔機能 操作）、MLM（対辺測定）、水平角設定、水平角
両側
表示部 表示器
HOセット、水平角ホールド、視準オフセット、2軸自動補正
ステークアウト、機械点設定、90度ブザー
角 度 形式補 正 装 置 作動範囲
±3
メ モ リ 容 量 データコレクト：8000点、,座標：16000点
通信距離 5m30”/2㎜
Bluetooth
気 泡 管 托架気泡管
感 度 円形気泡管
10ʼ/2㎜
国土地理院認定 3級トータルステーション※1 視程が約20kmで、かげろうがかすかに出ていて、風が適度にある時※2 Dは測定距離(㎜)6331
お問合せコード
項目

寸法・質量
電源

測距部

その他

測角部

望遠鏡

OS・操作部・データ記録・通信部

型式
GM-105F
項目
国土地理院 測量機種登録 2級Aトータルステーション
倍 率 / 分 解 力30x/2.5”
全長：171㎜、対物有効径：45㎜（EDM部：48㎜）、その他 像：正像、視野1°30ʼ（26m/1000m）、最短合焦
距離：1.3m、十字線照明装置：輝度調節：5段階

測角部

GM-105F

置

正反両側配置あり（側板部）
内部メモリー：約50000点
データ記憶装置
対応外部メモリー：USBフラッシュメモリー（32GBまで）
RS-232C規格準拠、USB2.0
インターフェース
（TypeA、USBメモリーのみ対応）
Bluetooth無線機能 送信出力：クラス1.5、最大通信距離：約10m※12
クラス1LED（赤626nm/緑524nm）、
ガイドライト※13 視認可能距離：1.3〜150m、中心エリア視認幅：4ʼ（0.12m/100m）
トリ ガ ー キ ー

般

データ記録・通信部

操作パネル
精度︵精密 測距時間
※5※
OS・操作部・測定︶※3※8部※1 JIS B 7912-3:2006、JSIMA 101:2014 適用区分 AまたはB準拠。
※2 JIS C 6802:2014準拠。
※3 気象条件通常時：もやがわずかで視程が約20㎞、適度な日差しでかげろうが弱い。
※4 反射率90％のコダックグレーカード白色面を使用し、測定面照度が30000lx.以下の場合。
なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。
※5 気象条件良好時：もやがなく視程が約40㎞、曇っていてかげろうがない。
※6 測距光が反射シートに対し上下左右30°以内にあたっていること。
※7 +50〜+60℃の気温下では、反射シートの測定可能距離が変化します（RS90N-K:1.3〜300m、RS50N-K:1.3〜180m、RS10N-K:1.3〜60m）。
※8 JIS B 7912-4:2006、JSIMA 102:2006 適用区分 A準拠。
※9 測定距離：0.3〜200m※10 定数0のプリズム使用の際、10m以下の測定時には正対させること。
※11 気象条件良好時、補正なし、EDMエコモードオフ時、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。
※12 通信機器間付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くにないこと。
近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。
また、天候が雨天の場合を除く。
※13 レーザー照準装置とガイドライトは、同時に作動しません。
※14 温度を含めた使用環境により変化します。
※15 EDMエコモードオン時、30秒ごとに精密単回測距。

18-07

18
計測機器・通信機器・医療機器

諸測定可能距離距● ハイエンドクラスの新設計EDM● 安心の大容量メモリ内蔵● 土木・測量向け
基本プログラムを標準搭載● 長時間使用可能なバッテリー● タフな現場で使える耐環境性能

配型式5”/10”
5”
液体式2軸傾斜センサー、補正範囲±6ʼ/補正あり/なし
ノンプリズム使用時：クラス3R
レ ー ザ ー 出 力 ※2
反射シート・反射プリズム使用時：クラス1
レーザーポインター※13ON/OFF選択可
ノンプリズム※4 0.3〜800m（気象条件良好時※5：1000m）
電子気泡管（グラフィック）6ʼ/内円上
RS90N-K：1.3〜500m、RS50N-K：
レ ベル検出機能
反射シート※6※7
1.3〜300m、RS10N-K：1.3〜100m
円形気泡管（整準台部）10ʼ/2㎜
求 心 装 置 正像、倍率3x、最短合焦距離0.5m（底板より）
1.3〜500m
プリズ ム 5 型
整準台
センタリング式
プ リ ズ ム 2 型 1.3〜5000m（気象条件良好時※5：6000m）
防塵防水性能/使用温度範囲 IP66（JIS C 0920:2003準拠）/-20〜+60℃
精密測定/高速測定：0.0001m/0.001m（選択可）
最小表示
トラッキング測定/路面測定：0.001m/0.01m（選択可）
寸法（突起物含まず） 183（W）×181（D）×348（H）㎜（2+2ppm×D）㎜※9
ノンプリズム使用時※4
192.5㎜（整準台取付面より）
機械高 236㎜+5/-3㎜（着脱式：整準台底面より、（2+2ppm×D）㎜
反射シート使用時※6
センタリング式：三脚取付面より）（1.5+2ppm×D）㎜
反射プリズム使用時※100.9秒（初回1.5秒以下）
質量（整準台、バッテリー含む） 約5.3㎏（着脱式）/約5.5㎏（センタリング式）
精 密 測 定0.6秒（初回1.3秒以下）
連続使用時間（20℃）※14 着脱式バッテリー BDC72：約28時間※15
高 速 測 定110.4秒（初回1.3秒以下）●REM測定 ●三次元座標測定 ●後方交トラッキング測定
Linuxオペレーティングシステム
プ ロ グ ラ ム 会 ●杭打ち測定 ●放射観測 ●対回観測
準搭
載 ●オフセット測定 ●対辺測定 ●面積測定
グラフィック対応ドットマトリックスLCD（192×80 標
ディス プ レ イ
●路線計算 ●交点計算 ●Point to lineドット）、バックライト/コントラスト調整機能付き
8201
キ ー ボ ー ド 28キー、バックライト付き お 問 合 せ コ ー ド︵気象条件通常時※3︶

測特徴

最小表示精度※12軸自動補正機構/
コリメ ー ション 補 正

操作パネル

GM-105F ■仕様（トプコン） 項目