NPI-19 シリーズ
NovaSensor
低圧圧力センサー
特徴

応用分野• 信頼性の高い半導体集積回路• プロセス制御システム• 316L ステンレス, 媒体隔離型設計• 油圧システムおよび油圧バルブ• 静的精度±0.5%• 医療機器• 温度補償0~70℃• 冷却および空調• 125 mV 定格フルスケール出力（電流駆動モデル）• 75 ±1 mV フルスケール出力（電圧駆動モデル）• 温度誤差 2%フルスケール出力以下• 圧力範囲2種類
0 to 2.5 psig (0 to 172 mBar)
0 to 5 psig (0 to 345 mBar)
基本構成
直径19 mm x 奥行き7.1 mm
O-リングによるシリンダー密閉を推奨
構成や圧力範囲のカスタマイズも可能
詳細はお問い合わせ下さい。

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222• 家電製品• 船舶および海洋施設• 航空機及び航空電子システム
NPI 媒体隔離型センサーは過酷な環境下で動作するように設計されています。そしてこのセンサーは、傑出した感度・直線性・ヒステリシスを提供します。
ピエゾ式圧力センサーダイはステンレスの筐体内でオイルフィル層により計測媒体と隔離されています。
NPI シリーズはSenStable®プロセス技術を採用し、素晴らしい出力安定性を持っています。
定電流駆動、定電圧駆動のどちらのモデルでもこの技術を採用しております。
このモジュールの設計はモジュールヘッダーや圧力計測部の様々な設計を可能にします。
これ以外の形状にも対応可能ですので、詳細はお問い合わせ下さい。

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 シリーズ
仕様
動作スペック
定電流(1.5 mA)

低電圧 (10 V)

パラメーター値

追記

値

追記

2 .5 PSI

0 to 2.5 psi (0 to 172 mbar)

17.2 kPa

0 to 2.5 psi (0 to 172 mbar)

17.2 kPa

5 PSI

0 to 5 psi (0 to 345 mbar)34.5 KPa

0 to 5 psi (0 to 345 mbar)

34.5 KPa

過負荷耐圧

3x圧力範囲3x

電気仕様@25°C unless otherwise stated
励起入力

最大1.5 mA

最大2 mA

10 VDC

12 VDC

絶縁抵抗

108 Ω

@ 50 VDC

108 Ω@ 50 VDC

入力インピーダンス

4000 Ω

typical10,000 Ω

typical

出力インピーダンス

5000 Ω±20%5000 Ω±20%

ブリッジ抵抗5000 Ω±20%5000 Ω±20%

補償温度範囲32°F to 158°F

0°C to 70°C

32°F to 158°F

0°C to 70°C

動作温度範囲14°F to 176°F-10°C to 80°C

14°F to 176°F-10°C to 80°C

保存温度範囲-40°F to 257°F-40°C to 125°C -40°F to 257°F-40°C to 125°C

重量0.02 lb (10 g)

NPT-19A-XXX

NPT-19A-XXX

媒体互換性

ステンレス316 Lで使用可能な全ての腐食性媒体 ステンレス316Lで使用可能な全ての腐食性媒体

筐体およびダイヤフラム

ステンレス316L

ステンレス316L

推奨 O-リング

NPI-19A; 16.76 mm x 1 mm

NPI-19A; 16.76 mm x 1 mm

環境仕様

機械仕様
0.02 lb (10 g)

性能(1.5 mA)(10 VDC)

パラメーター単位

最小

通常

最大単位

最小

通常

最大

オフセット

mV

-2±12mV-2±122.5 PSImV

50

125200mV

7275

785 PSImV

50

125200mV

747576

静的精度%FSO-0.50.10.5%FSO-0.50.10.52

フルスケール出力

オフセット温度精度
2.5 PSI%FSO-2±0.52%FSO-2±0.5235 PSI%FSO-1.5±0.5

1.5%FSO-1.5±0.51.53

フルスケール出力温度精度
2.5 PSI%FSO-2±0.52%FSO-2±0.5235 PSI%FSO-1.0±0.5

1.0%FSO-1.0±0.5

1.03

温度再現性
2.5 PSI%FSO

-0.3

0.1

0.3%FSO

-0.2

0.1

0.2

35 PSI%FSO

-0.2

0.1

0.2%FSO-0.2

0.10.23

1. オフセットにおける性能、オフセット温度精度、フルスケール出力温度精度は特に追記がない限り25℃で測定しています。
（定電流1.5 mA および低電圧 10 VDCのどちらも）
2. 直線性(BFSL)の値にはヒステリシスと再現性が含まれています。
3. 32°F to 158°F (0°C to 70°C) は 77°F (25°C)を参照にした値です。
4. 真空分野への応用については問い合わせ下さい。

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 シリーズ
仕様

A

R1

注文方法

4

̲̲̲̲ -̲̲̲̲ -̲̲̲̲ -+In

R2

注文時の型番は以下を参考にしてください。
NPI-19 NovaSensor Pressure Type (ISO Sensor)
型番
圧力ポート
A
ポートなし, o-ringで取り付け
型番
圧力範囲
021
2.5 psi (172 mbar), 1.5 mA002
2.5 psi (172 mbar), 10 V031
5 psi (345 mbar), 1.5 mA0055 psi (345 mbar), 10 V
型番
圧力基準Gゲージ
型番
駆動方法
H
定電流駆動
(1.5 mA)
V
低電圧駆動(10 VDC)
NPI-19 -D-Out

B
53R521CR3+Out-In

R4Pin number 4 connected to chip substrate.

Constant current schematic diagram̲̲̲̲ 標準モデル番号
AR1

D

4R6-Out+InR2B
53R521CR3R7+Out-In

R4
Ø 0.56 in(14.2 mm)

43251A B CD

O-ring area*

Constant voltage schematic diagram

0.05 in(1.4mm)
Tig weld

Flat 2 in (50 mm) longnylonﬂex cable (standard )CeramicsubstrateØ 0.74 in (18.8 mm)minimum
Ø 0.745 in (18.9 mm)maximum

Port typeA has no internal andexternal chamber for welding

Spacer
0.2 in(5.05mm)
0.12 in(3.05mm)

0.46 in (11.8mm) minimum
0.53 in (13.58mm) maximum*Uses o-ring 0.66 in ID x 0.039 in (16.76 mm x 1 mm) cross section.

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com