更新：2024.08

小型防水データロガー

TR-5i シリーズ 機能と仕様
測定項目

温度・電圧・4-20mA
接点・パルス数・電力量

データ収集

専用収集機によるデータ閲覧

ローカルPC

センサ内蔵のTR-51iは防水・防塵性に特に優れています。
製品型番TR-51iTR-52i

測定項目

温度1ch（センサ内蔵）

温度1ch

測定範囲

－40～ 80℃－60～ 155℃

応答性が緩やか
高い防水・防塵性能

校正対象

TR-55i-TC
TR-55i-Pt

測定項目

測定範囲

温度1ch（熱電対）温度1ch（Pt100 / Pt1000）－199～1760℃－199～600℃

TR-55i-V

電圧1ch

DC 0～22 V

TR-55i-mA

4-20mA 1ch

０～20 mA

TR-55i-P

USB接続でパソコンに直接データ吸い上げ。データ収集
機コミュニケーションポートTR-50U2 （別売）は機器設定時にも必要。
TR-50U2 にデータロガーを載せる

USB 接続

15通りの記録間隔と大記録容量

1台につき16000データを測定・記録。記録間隔は1秒～60分の間で15通りからの選択方式。
例：記録間隔60分で666日（約2年間）の連続記録

温度のアジャストメント機能

温度データロガーは、あらかじめ補正値を入力しておくことによって補正された温度で表示・記録。

警報監視機能ソフトウェアで設定した値を超えると、警報LEDの点滅とエラーサインでお知らせ。警報表示はデータを吸い上げるまで継続。
測定値とエラーサインを交互に表示

上限値オーバー「Hi」

下限値オーバー「Lo」
警報 LED の点滅

考

３線式 / ４線式のセンサに対応
広範囲温度を高精度で測定

校正対象

データ収集は専用のデータ収集機で備

熱電対 K, J, T, S タイプに対応

最小分解能 0.1mV
プレヒート機能付
スケール変換

パルス数： 0～61439
入力信号： 接点入力/電圧入力

パルス数1ch

考

応答性の高い外付けセンサ付属
豊富なオプションセンサ・生活防水

校正対象

TR-55iは入力モジュール(付属)に各種センサを接続して、多種多様な測定に対応します。
製品型番

備

警報判定LED40 mA まで動作可能
スケール変換専用モジュール PMP-3200（別売）でデマンド監視もスケール変換

TR-51i / 52iの特長

優れた防水・防塵性と頑丈なボディ

過酷な環境下での測定に対応できるデータロガー。
TR-55iの特長

スケール変換機能 TR-55i-V / mA / P

記録データを吸い上げるときに、あらかじめ指定された値で自動的にスケール変換する機能。グラフを開くと任意の単位で表示。

２通りのデータ記録方式 TR-55i-V / mA

瞬時値記録：記録間隔ごとの測定値を記録
平均値記録：記録間隔中に測定された値の平均値を記録

プレヒート機能 TR-55i-V

計測寸前にセンサへ電源を供給し、次の計測まで電源をOFFにする機能。これにより電池の消耗を抑え、長期連続計測を実現。

TR-5iシリーズ 小型防水温度データロガー
TR-51i

測定チャンネル

TR-52i

温度 1chセンサ

温度 1chサーミスタ（内蔵）

サーミスタ-40～80℃

測定範囲精度-60～155℃

平均±0.3℃

at -20～80℃

平均±0.5℃

平均±0.5℃

測定分解能

at - 40～-20℃, 80～110℃

平均±1.0℃

at - 60～- 40℃ , 110～155℃

0.1℃

応答性

0.1℃

90%応答 :
空気中 約80秒
撹拌水中 約7秒

90%応答：約35分

データ記録容量

16,000個

記録モード

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録間隔
液晶表示

通信インターフェース
電源

電池寿命 (*2)
本体寸法

本体質量

本体動作環境防水性能

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の15通り
測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他
光通信

リチウム電池 LS14250 (*1)×1
約4 年

H 62mm×W 47mm×D 19mm（突起部, センサ含まず）

約45g-40～80℃-付属品
データ収集機IP67 防浸形

TR-50U2
その他 (*4)

IP64 防まつ形, 生活防水 (*3)
温度センサ TR-5106

リチウム電池 LS14250, ストラップ, 取扱説明書一式及び保証書*1 : 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換には低温電池セット (TR-00P2) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*2 : 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
*3 : センサを接続した状態の防水性能です。
*4 : 旧機種 (TR-57DCi, TR-57U, RTR-57U, TR-50U) を使用できます。

上記仕様は予告なく変更することがあります。

TR-5iシリーズ 熱電対・Pt100・電圧・4-20mA・パルス データロガー
測定チャンネル

センサ

測定範囲

TR-55i-TC

TR-55i-Pt

TR-55i-V

TR-55i-mA

熱電対
K, J, T, S タイプ (*1)

Pt100, Pt1000
3線式 / 4線式 (*2)--

温度 1ch

K -199～1370 ℃
J -199～1200 ℃
T -199～ 400 ℃
S -50 ～1760 ℃

熱電対測定精度：
K, J, T：±(0.5+0.003×t)℃
S：±(1.5+0.003×t)℃
精度 (*3)t=測定温度の絶対値

冷接点補償精度：±0.3℃

温度 1ch

電圧 1ch±(0.3+0.003×t)℃
at 入力モジュール環境
温度 10～40℃±(0.5+0.003×t)℃

at 上記以外の入力モジュー
ル環境温度t=測定温度の絶対値

4-20mA 1ch

0～22 V

0～20mA
40 mAまで動作可能±(0.5mV + 読み値の±(0.05mA + 読み値の±(1mV + 読み値の0.5±(0.1mA + 読み値の-199～600℃
0.3%)

at 入力モジュール環境
温度 10～40℃%)

at 上記以外の入力モジュール環境温度

0.3 %)

at 入力モジュール環境
温度 10～40℃

0.3%)

at 上記以外の入力モジュール環境温度at 入力モジュール環境
温度 10～40℃
at 上記以外の入力モジュール環境温度K, J, T：0.1℃
S：約0.2℃

適合電線

0.1℃

--

400mVまで
800mVまで999mVまで
3.2Vまで 		
6.5Vまで9.999Vまで
22Vまで

0.1mV
0.2mV
0.4mV
1mV
2mV
4mV
10mV

16,000個

記録モード

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

液晶表示

通信インターフェース
電源

電池寿命 (*5)
本体寸法

入力インピーダンス
約100 KΩプルアップ

カウント可能最大数
61,439/記録間隔0.01mA-

光通信

リチウム電池 LS14250×1 (*4)				
約14ヶ月

約24ヶ月

約16ヶ月

約16ヶ月

約16～24ヶ月

入力モジュール
PTM-3010

入力モジュール
VIM-3010

入力モジュール
AIM-3010

入力ケーブルPIC-3150

H 62mm×W 47mm×D 19mm (突起部, 入力モジュール含まず)

防水性能

IP64 防まつ形, 生活防水 (*6)

データ収集機

検出電圧
Lo 0.5 V以下
Hi 2.5 V以上

測定値, 記録状態, 電池寿命警告, その他

約45g

付属品

入力信号
無電圧接点入力
電圧入力0～27 V

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分の 15通り

本体質量

本体動作環境-単線：
φ0.32～φ0.65mm（AWG28～AWG22),
推奨φ0.65mm（AWG22）
撚線：0.32mm2 (AWG22), 素線径φ0.12㎜以上
ムキしろ：9～10mm

データ記録容量
記録間隔

パルス数 1ch

チャタリングフィルタ
ON 15Hz以下
OFF 3.5kHz以下

±0.5℃

測定分解能

TR-55i-P-40～80℃

入力モジュール
TCM-3010

TR-50U2
その他 (*7)

リチウム電池 LS14250, ストラップ, 取扱説明書一式及び保証書*1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
*2: 4 線式センサの場合、1 本は未接続で使用します。
*3: TR-55i-TC及びTR-55i-Ptの精度はセンサの誤差を含みません。
*4: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換には低温電池セット TR-00P2 をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。

*5: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
*6: 入力モジュールを接続した状態の防水性能です。入力モジュールには防水性能はありません。
*7: 旧機種 (TR-57DCi, TR-50U) を使用できます。

上記仕様は予告なく変更することがあります。