Smart Measurement Solutions®

Bode 100
1Hz~50MHz

USB制御タイプ インピーダンス＆ベクトルネットワークアナライザ※タブレット、ペンは含まれていません。

S パラメータ測定 ( 透過 / 反射測定 )

S11

S21

電子回路・ケーブル・フィルタ・アンプ・アンテナなどの透過 (S21) と反射 (S11) を測定でき、スミスチャート・VSWR・ナイキストなどの表示もできます。特性インピーダンス 50 Ωにて、インピーダンスから S パラメータ S21および S11 を測定します。
( インピーダンス測定範囲：500 mΩ ～ 10 kΩ）

共振周波数測定13.56MHz や 27.12MHz の非接触給電コイルや無線伝送・スマートカードや RFID- トランスポンダーカード・ピエゾ素子・水晶振動子などの共振周波数が測定できます。

インピーダンス測定13.56MHz や 27.12MHz の非接触給電コイルや無線伝送・チップ型やリード型電子部品・トランス・ケーブル・コイル・インダクタ・コンデンサ・抵抗などをオプションのインピーダンス フィクスチャを用いることでインピーダンス測定できます。( インピーダンス測定範囲：20 mΩ ～ 600 kΩ)(2 端子法 )B-SMC
フィクスチャ ( チップタイプ )B-WIC
フィクスチャ ( リードタイプ )ゲイン / フェーズ測定
フィルタ・アンプ・制御ループ・スイッチング電源などのゲインとフェーズ測定ができます。

■Bode 100
Bode 100はUSBタイプのインピーダンス/ベクトルネットワークアナライザで、1 Hz 〜 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。
Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流※1を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示できます。
正面

背面

OUTPUT

green LED

Input CH1

Input CH2

DC power input

Ground connector

USB connector(PCと接続)■PCリモートソフト付属
標準付属のソフトウェアBode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存（CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。
（Win10,11対応）

電子回路の S パラメータ測定 ( 透過 / 反射測定 )電子回路のSパラメータである透過(S21)・反射(S11)を特性インピーダンス50 Ω にて測定できます。透過（ゲイン）であるS21パ
ラメータは、S21＝CH2/（RECEIVER1/2）で測定します。RECEIVER1は内部電圧、CH2はDUTからの出力電圧です。また、反射（インピーダンス）であるS11パラメータは、S11＝(Z-Z0)/(Z+Z0)で測定します。Z0は基準インピーダンスで、ZはS11測定概略図のRECEIVER1とRECEIVER2の電圧から測定します。下記はIFフィルタの測定例です。
測定図

S 21測定概略図

S11測定概略図

IF Filter

構成例(Bode 100) 治具基板

付属ソフトで測定し、測定結果の表示やExcelやCSVに保存できます。また、測定結果表示をクリップしてWordなどに貼付けることができます。

ソフト基

本機

能①測定条件設定 ②測定 ③測定結果の表示

保存機

能

周波数毎のS21・S11データ保存(Excel, CSV)

クリ

ップ

機

能

周波数とS21・S11の測定結果表示のクリップ②①③S 21S11

13.56MHz の非接触給電コイルの共振周波数測定
非接触給電コイルの共振周波数やインピーダンス（Z）を測定できます。インピーダンス フィクスチャ（B-WIC）を用いた測定やワンポート測定で測定できます。カーソルにて共振点の共振周波数やインピーダンスを表示できます。ワンポート測定のインピー
ダンス測定方法はS11測定と同様です。
非接触給電コイル

ワンポート測定図

B-WIC(オプション)測定図

BNCパネルジャックコネクタを用いて測定

送信側受信側構成例(Bode 100, B-WIC)

構成例(Bode 100)

Z範囲：20mΩ〜 600kΩ

Z・θｰ周波数共振点

Z範囲：500mΩ〜 10kΩ

カーソル

表

示機

能

カーソルを移動させると、カーソル表に測定値が表示されます。

共振点の周波数とインピーダンス測定値

チップ型やリード型電子部品のインピーダンス測定※ 11 Hz〜50 MHzでチップ型やリード型電子部品のインピーダンスを、インピーダンス フィクスチャ（B-WIC & B-SMC)を用いることで測定できます。内部信号発生器からの出力電圧をDUTに印加してCH1で電圧、CH2で電流を測定してインピーダンスを測定します。周波数とZ・位相(θ)の測定結果や、Ls・Cs・Rsなどの表示ができます。下記はインダクタンスの測定例です。
測定図

フィクスチャ概略図

フィクスチャ端子部の寸法図
チップタイプ用（B-SMC）オプション

Inductance
構成例(Bode 100, B-WIC)
Z・θｰ周波数

Ls・Rs ｰ周波数

リードタイプ用（B-WIC）オプション

13.56 MHz スマートカードの非接触共振周波数／ Q ファクター測定
B-RFID テストフィクチャは、ISO14443-1:2008のスマートカードやRFID-トランスポンダーカードなど の共振周波数測定およびQファクターの非接触測定ができます。スライドイン式のカード保護機構により、0 mmまたは10 mmの距離で測定できます。
クラス1、クラス3、クラス6のカード（ISO 14443-1:2008)に最適化された3つの異なるフィクスチャがあります。
B-RFID テストフィクスチャ

B-RFID(オプション）測定図

測定概略図

スマートカード

構成例(Bode 100, B-RFID)

B-RFIDにはリーダーコイルが含まれていて、Bode 100がリーダーとして機能します。B-RFIDとDUT間が共振している状態でB-RFIDのインピーダンスを測定することでDUTの共振を検出できます。
測定原理図

Z ｰ周波数共振点

Qファクターは付属ソフトのBode Analyzer Suiteのカーソルや[Fres-Q]から計算できます。
Real ｰ周波数（カーソル）

Fres-Q計算機能■ B-RFIDテストフィクスチャの仕様
・一般・形状 / 重量

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingFrequency range

1 Hz ～ 50 MHz

145 mm×65 mm×18.5 mm

Series resistance @ 13.56 MHz

B-RFID-A: 870 mΩ (typ.)
B-RFID-B: 610 mΩ (typ.)
B-RFID-C: 460 mΩ (typ.)Dimensions B-RFID(with connectors)

Dimensions B-RFID(without connectors)

130 mm ×65 mm×18.5 mm

Self-inductance @ 13.56 MHz

B-RFID-A: 600 nH (typ.)
B-RFID-B: 340 nH (typ.)
B-RFID-C: 230 nH (typ.)

B-RFID-A
Coil outer winding dimensions

62.6 mm×32.6 mm

B-RFID-B
Coil outer winding dimensions

33 mm×22 mm

B-RFID-C
Coil outer winding dimensions

19 mm×18 mm

Dimensions sample-card

85.60 mm×53.98 mm×0.76 mm

Weight

B-RFID: 0.06kg
Sample-card: 0.01 kg

Self-resonance frequencyB-RFID-A: 76 MHz (typ.)
B-RFID-B: 107 MHz (typ.)
B-RFID-C: 138 MHz (typ.)

Number of windings

2

・環境条件
Characteristics

RatingOperating temperature+5 ℃～ +40 ℃

Storage temperature-35 ℃～ +60 ℃

Relative humidity

20% ～ 80%. non-condensing

制御ループやスイッチング電源のループゲイン測定
B-WIT 100およびB-LFT 100を使用することで、制御ループやスイッチング電源などの電子回路に測定信号を印加できます。
CH1で入力側電圧、CH2で出力側電圧を測定することでループゲイン測定ができます。
B-WIT 100
（オプション）（BNC 4mmバナナアダプタ付属）

B-LFT 100
（オプション）（BNC 4mmバナナアダプタ付属）

測定概略図

Bode 100のOUTPUT出力信号をB-WIT 100かB-LFT 100のINPUTに入力します。B-WIT 100かB-LFT 100のOutput出力信号を注入抵抗Riを通して、負帰還のループゲインへ印加します。入力側の電圧をCH1に入力し、出力側の電圧をCH2に入力して測定します。B-WIT 100の注入抵抗Riは1 Ω〜10 Ω（10 Ωを推奨）で使用し、B-LFT 100の注入抵抗は1 kΩで使用します。
負帰還の測定概略図【構成例】
・Bode 100
・B-WIT 100
・PML1100(×2)■ インジェクショントランスフォーマー仕様
・仕様(B-WIT 100)・仕様(B-LFT 100)

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingUsable frequency range

1 Hz ～ 10 MHz

Usable frequency range

10 mHz ～ 100 kHz

Insertion loss

< 0.5 dB @ 10 kHz

Insertion loss

< 1 dB @ 100 kHz

3 dB frequency range

7 Hz ～ 5 MHz (typ.)Upper -3 dB frequency range> 18 kHz (30 kHz typ.)Pri-Sec Isolation voltage

600V CAT Ⅱ

Pri-Sec Isolation voltage

600V CAT Ⅱ

Pri-Sec capacitance

120 pF @ 1kHz (typ.)Pri-Sec capacitance

600 pF @ 1kHz (typ.)Max. volt-second

3.5e-3 Vs (typ.)Max. volt-second

0.456 Vs (typ.)DC saturation current

15 mA (typ.)DC saturation current

0.8 mA (typ.)・絶対最大定格

・絶対最大定格

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingAbsolute max current

1 A (fuse)

Absolute max current

0.1 A (fuse)

Maximum AC voltage

10 Vrms

Maximum AC voltage

10 Vrms

・環境条件

・環境条件

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingOperating temperature-20 ℃～ +60 ℃

Operating temperature-20 ℃～ +60 ℃

Relative humidity

5% ～ 80%

Relative humidity

5% ～ 80%

Maximum altitude2,000 mMaximum altitude2,000 m・形状 / 重量・形状 / 重量

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingDimensions (with connectors)

129 mm×64 mm×32.5 mm

Dimensions (with connectors)

183 mm×122 mm×61 mm

Weight0.25 kg

Weight1.33 kgBode 100 用のコモンモードチョーク B-LCM
B-LCMはシャントスルー測定におけるグランドループ誤差低減用に使用できます。
（推奨周波数範囲：100 Hz〜10 MHz）
シャントスルー測定のインピーダンス測定範囲は1 mΩ〜100 Ωです。
B-LCM
（オプション）

測定概略図

構成例(Bode 100, B-LCM)■ B-LCM仕様

・仕様

・環境条件

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingUsable frequency range

DC ～ >50 MHz

Operating temperature+5 ℃～ +40 ℃

Recommended frequency range

100 Hz ～ 10 MHz (typ.)Storage temperature-35 ℃～ +60 ℃

Common mode Inductance≧ 75 mH @ 1 kHz

Relative humidity

20% ～ 80%. non-condensing

Input-Output Capacitance

175 ～ 205 pF @ 1 MHz (typ. 190 pF)

Signal connector type

BNC

Differential Mode Insertion LossRating≦ 100 kHz≦0.08 dB

> 100 kHz ～ 40 MHz≦0.7 dB> 40 MHz ～ 50 MHz≦0.75 dB

Return LossRating≦ 100 kHz≦-37 dB> 100 kHz ～ 2 MHz≦-32 dB> 2 MHz ～ 5 MHz≦-27 dB> 5 MHz ～ 50 MHz≦-22 dB・形状 / 重量
Characteristics

RatingDimensions (with connectors)

141 mm×65 mm×32 mm

Weight0.23 kg

Bode 100 用のパワーアンプ B-AMP 12
B-AMP 12はDC〜50 MHzの周波数測定範囲で信号≦13 dBm（または50 Ωで1 Vrms）を増幅するために使用できます。
B-AMP 12の増幅率は12 dB（または4倍）です。入力インピーダンスおよび出力インピーダンスは50 Ωです。
測定概略図

B-AMP 12（オプション）（ACアダプタ付属）構成例(Bode 100, B-AMP 12)■ B-AMP 12仕様

・仕様

・DC電源仕様

Characteristics

RatingCharacteristics

RatingFrequency range

DC - 50MHz

Supply voltage range

10 ～ 36 V DC

Gain (1 Hz - 50 MHz)

12 dB ±0.25 dB into 50 ΩSignal connector type

BNC

Power consumption

at 12 V: < 440 mA typ.
at 24 V: < 220 mA typ.

Input Characteristic

RatingPower connector / socket

Maximum input signal≦ 1Vrms（ ≙13dBm / 2.83Vpp）

Coaxial power socket (2.5 mm / 5.5 mm)
Inner connnector positive polarity (+)

Input impedance

50 Ω

Input return loss

＞ 30dB

Damage level

10 Vpp

Output Characteristic

RatingMaximum output amplitude

25 dBm（ ≙11.3Vpp）into 50Ω

Output impedance

50 Ω

Output return loss

＞ 30dB・形状 / 重量

Output DC offset< 10mV（ input and output terminated with 50Ω）

Characteristics

RatingDamage reverse power

1W

Dimensions (with connectors)

138 mm×75 mm×32 mm

CH1/CH2 Characteristic

RatingWeight0.21 kg

Input to CH1 attenuation

14.5dB typ. (output terminated with 50Ω)

Input to CH2 attenuation

20.8dB typ. (output terminated with 50Ω)

Output to CH2 voltage gain-33dB typ. (≙x0.022) into 50Ω

CH1/CH2 return loss

＞ 25dB・環境条件
Characteristics

RatingOperating temperature+5 ℃～ +40 ℃

Storage temperature-35 ℃～ +60 ℃

Relative humidity

20% ～ 80%. non-condensing

Bode 100 仕様■ 絶対最大定格

項目

絶対最大定格
DC供給電圧
最大DC供給逆電圧
最大DC入力信号

DC電源入力CH1, CH2 入力端子
(入力インピーダンス:High Z選択時)

+28 V
-28 V
50 V
50 Vrms (1Hz - 1MHz)
30 Vrms (1MHz - 2MHz)
15 Vrms (2MHz - 5MHz)
10 Vrms (5MHz - 10MHz)
7 Vrms (10MHz - 50MHz)
1W
7 Vrms
0.5 W
3.5 Vrms

最大AC入力信号

CH1, CH2 入力端子
(入力インピーダンス:50Ω選択時)

最大入力電力最大入力電圧
最大逆電力
最大逆電圧

出力端子

■ 仕様

出力(内部発振器)
出力波形
周波数

項目

仕様

正弦波
1 Hz 〜 50MHz-30 dBm 〜 +13 dBm
7 mVrms 〜 1 Vrms（50Ω 負荷時）
14 mVrms 〜 2 Vrms（ハイインピーダンス 負荷時）

出力電圧
出力インピーダンス端子
入力仕様(CH1/CH2)
周波数

50 Ω
BNC

項目仕様

1 Hz 〜 50MHz
100 mVrms (フルスケール、入力アッテネータ：0 dB)
10 Vrms(フルスケール、入力アッテネータ：40 dB)

AC測定レンジ
入力インピーダンス
端子
入力アッテネータ
受信帯域幅
ダイナミックレンジ
ゲイン誤差
位相誤差
PCインタフェース

50 Ωまたは1 MΩ±2％ // 40 〜 55 pF (ACカップリング)をソフトで選択
BNC
0 dB、10 dB、20 dB、30 dB、40 dBをソフトで選択
1 Hz、3 Hz、10 Hz、30 Hz、100 Hz、300 Hz、1 kHz、3 kHz、5 kHz をソフトで選択＞100 dB (受信帯域幅：10 Hzの時)＜0.1 dB (校正時)＜0.5°(校正時)項目仕様

ユニバーサル・シリアル・パス
端子
DC電源

USB 2.0以降
USB タイプBソケット

項目

仕様

供給電圧範囲最小DC供給電力+9 V 〜 +24 V
10 W

端子

環境条件
保存温度
動作温度
仕様温度
保存湿度
動作湿度
外形・質量

同軸電源ソケット (2.5 mm / 5.5 mm)

項目※Bode 100付属のACアダプタをご使用ください。

仕様- 35 ℃ 〜 + 60 ℃
+ 5 ℃ 〜 + 40 ℃
+ 23 ℃ ± 5 ℃
20 ％ 〜 90 ％(結露なきこと)
20 ％ 〜 80 ％(結露なきこと)項目

外形 (w×h×d)コネクタ除く
重量
標準付属品仕様

約26 cm×5 cm×26.5 cm＜2 kg
DVD（専用ソフトインストーラ）、ACアダプタ、test objects（IF/水晶フィルタ テスト基板）、USBケーブル、BNCケーブル(4本)BNCアダプタ (straight、T、Short、Load 50Ω)、Bode 100 ガイド

PCのシステム要件

項目

プロセッサ
メモリ (RAM)
グラフィック解像度
グラフィックカード
USBインタフェース
オペレーティングシステム
ソフト※インピーダンスの確度確認は、値の明確な抵抗等と比較して行ってください。

仕様
Intel Core-i Dual-Core (または同等以上)
2 GB必要、4 GB推奨
Super VGA (1024×768)以上の解像度を推奨
Direct2DをサポートするDirect X 11対応カード
USB 2.0以降
マイクロソフト Windows 10,11対応
Bode 100 Revision 2 には、Bode Analyzer Suite 3.00以降が必要です。

オーダーインフォメーション
写真

オーダーナンバー

品名

備考
1 Hz〜50 MHz メインユニット

P0005755

Bode 100

Sパラメータ及びワンポート測定のインピーダンス測定範囲：500 mΩ〜10 kΩ付属品：DVD（専用ソフトインストーラ）、ACアダプタ、test objects（IF/水晶フィルタ テスト基板）、USBケーブル、BNCケーブル(4本)、BNCアダプタ(straight, T, Short, Load 50Ω)、Bode100ガイド
フィクスチャ(チップタイプ)

P0005760

B-WIC

インピーダンス測定範囲：20 mΩ〜600 kΩ
付属品：B-CAL Calibration Board

フィクスチャ(リードタイプ)

P0005759

B-SMC

インピーダンス測定範囲：20 mΩ〜600 kΩ
付属品：0603形状の負荷校正用抵抗100Ω(6個)

1 Hz〜10 MHzのインジェクション

P0005758

B-WIT 100 Wideband Injection
Transformer

トランスフォーマー

制御ループへの信号印加用
600 V CAT Ⅱまでの安全絶縁
付属品：BNC 4ｍｍバナナアダプタ
1 Hz〜30 kHzのインジェクション

P0005773

B-LFT 100 Low Frequency Injection
Transformer

トランスフォーマー

電子回路に信号を挿入するためのインジェクショントランス
600 V CAT Ⅱまでの安全絶縁
付属品：BNC 4ｍｍバナナアダプタ

P0005772

B-AMP 12 Amplifier

P0005778

B-LCM

P0005774

B-RFID-A test fixture for Class 1
cards

Bode 100専用の外付け12 dBアンプ、インピーダンス測定ポート搭載
付属品：電源アダプタ

100 Hz〜10 MHz(typ.)推奨周波数のコモンモードチョーク
シャントスルー測定におけるグランドループ誤差低減用

クラス1カード用のB-RFID-Aテストフィクスチャ
非接触共振周波数とISO14443-1:2008に準拠したRFID/NFCクラス1スマートカードのQファクター測定用
付属品：Class 1サンプルカード
クラス3カード用のB-RFID-Bテストフィクスチャ

P0005775

B-RFID-B test fixture for Class 3
cards

非接触共振周波数とISO14443-1:2008に準拠したRFID/NFCクラス3スマートカードのQファクター測定用
付属品：Class 1サンプルカード
クラス6カード用のB-RFID-Cテストフィクスチャ

P0005776

B-RFID-C test fixture for Class 6cards

非接触共振周波数とISO14443-1:2008に準拠したRFID/NFCクラス6スマートカードのQファクター測定用
付属品：Class 1サンプルカード

P0005777

B-RFID test fixtures kit (A+B+C)

B-RFID-A+B+Cのフィクスチャキット

B1666600

PML 111OHigh Impedance Passive 10:1 Probe

Bode 100専用に特別に設計された入力インピーダンス1 MΩの10：1パッシブプローブ

E1399000

Bode 100 Carrying Case

カスタムカットアウトフォームの内側を備えたBode 100用のキャリングケース
ケーブル、ACアダプタ、B-WIT 100、B-SMC、B-WICを含むBode 100を保持するように設計されています。(ケースのみ。写真上のBode 100やその他のデバイスなどは含みません。)

ISO9001の校正と検査 (英文)P0005784※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。
※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

ISO 9001
Calibration and Inspection

Bode 100の海外工場出荷時の校正、検査校正項目：ゲイン、フェーズ●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。
●お問い合せは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。

●ここに記載しました内容は、2024年7月現在のものです。
●価格は変更の可能性があります。
ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：0120-102-389 E-mail:info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00

T&Mカンパニー T&M営業部

URL: https://www.iwatsu.co.jp/tme■計 測 営 業 課 〒168-8501 東 京 都 杉 並 区 久 我 山 1 - 7 - 4 1 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■アカウント営 業 課 〒168-8501 東 京 都 杉 並 区 久 我 山 1 - 7 - 4 1 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492■国 際 営 業 課 〒168-8501 東 京 都 杉 並 区 久 我 山 1 - 7 - 4 1 TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492■西 日 本 営 業 所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215

C.S(OG)202407
8207-7910-0