オールセンサーズ 微低圧・小型圧力センサ
製品セレクションガイド

ALL SENSORS 製品表
シリーズ名

通常精度

圧力範囲（US）

国際圧力範囲

圧力基準

出力タイプ

補償温度範囲（℃）

駆動電圧・駆動電流

グレード

液体対応

ADCX

±0.05%

0.5～30 inH2O

0.1～7.5kPa

DmV

0～7010～16V

S－

MLV

±0.1%

1 inH2O～150 PSI

0.25～1035kPa

DA

mV

0～505～12V

S－

AXCX

±0.1%

4 inH2O～150 PSI

1～1035kPa

DA

mV

0～70

10～16V

C/H/P－

MDCX±0.05%

2～30 inH2O

0.5～7.5kPa

DG

mV

0～7010～16V

S－

Blood
Pressure±0.1%｠160.5 inH2O｠300mmHg

DG

mV, 4V

10～505VS－

ACPC±0.1%

4 inH2O～100 PSI

1～690kPa

DAG

mV

0～70

10～16V

C/H/P－TLAX±1%

0.5 inH2O～150 PSI

0.1～1035kPa

D

4-20mA

0～50

12～32V

S－

ELVR

±0.1%

0.5～30 inH2O

0.1～7.5kPa

D

4V, Digital－20～85

3.3, 5V

S/P－

DLC±0.04%

1 inH2O～150 PSI

0.25～1035kPa

DGA

Digital－25～851.68～3.63V

S－

DLH

±0.1%

5～60 inH2O

1.25～15kPa

DG

Digital－20～851.68～3.63V

S/P

－

DLHR

±0.1%

0.5～60 inH2O｠0.1～15kPa

DG

Digital－20～851.68～3.63V

S/P－

DLLR±0.05%

10, 30 inH2O

2.5, 7.5kPa

DDigital

0～70

1.68～3.63V

S－

DLV

±0.1%

5～60 PSI

1.25～420kPa

DGA

Digital－20～85

3.3, 5V

S/P

－

DLVR

±0.1%

0.5～60 inH2O

0.1～15kPa

DG

Digital－20～85

3.3, 5V

S/P

－

ADO

±0.5%

5 inH2O～100 PSI

1.25～690kPa

DA

Digital－40～125

4.75～5.25V

S/M

－

ADCA

±0.05%

0.25～60 inH2O

0.06～15kPa

DG

4V－40～125

4.5～5.5V

S/P/M

－AXCA

±0.05%

0.3～150 PSI

2.1～1035kPa

DAG

4V

－40～125

4.5～5.5V

S/P/M－MAMP±0.05%

0.5～60 inH2O

0.1～15kPa

DG

4V－25～85

4.5～5.5V

｠S/P－

SAMP

±0.05%

0.3～30 PSI

2.1～220kPa

DAG

4V

5～50

4.5～5.5V

S－±0.05%

47 inH2O

120 cmH2O

D

4V－25～85

4.5～5.5VP－±0.05%｠8.5～16 PSI

60～110kPa

A

mV, 4V－40～125

4.5～5.5V

S/P/M

－

BLC

±0.1%

1 inH2O～150 PSI

0.25～1035kPa

DA

mV

－

0.9～1.8V

S－

BLCR

±0.1%

1～30 inH2O

0.25～7.5kPa

DmV－

1.8～3.3V

S－

BLV

±0.1%

1～30 inH2O

0.25～7.5kPa

DG

mV－

0.9～1.8V

S－

BLVR±0.1%

1～30 inH2O

0.25～7.5kPa

DG

mV－

1.8～3.3V

S－

CPM502±0.4%

7.5～9000 PSI

50～60000kPa

GA

mV

0～85

2～30V

S

液体可

CPM602±0.4%30～6000 PSI

200～40000kPa

G

mV

0～85

2～30V

S

液体可

SPM401±0.3%

1.5～100 PSI

10～700kPa

G

mV－40～125

1～3mA

S

液体可

SPM402±0.3%5～500 PSI

35～3500kPa

GA

mV－40～125

1～3mA

S

液体可

CPA502±0.4%

7.5～9000 PSI

50～60000kPa

GA

4V

0～85

4.5～5.5V

S

液体可CPA602±0.4%

30～6000 PSI

200～40000kPa

G

4V

0～85

4.5～5.5V

S

液体可SPA401±0.3%

1.5～100 PSI

10～700kPa

G

4V－40～125

4.5～5.5V

S

液体可SPA402±0.3%

5～500 PSI

35～3500kPa

GA

4V－40～125

4.5～5.5V

S

液体可Medical
BreathBaroSpecials

※圧力基準

D……差圧

A……絶対圧G……ゲージ圧（大気圧） DはGの測定も可能です。

※精度は非直線性、ヒステリシス、非再現性の合計の最大値です。

2

NOVA圧力センサ 製品表
精度

圧力範囲

圧力基準

出力タイプ

補償温度範囲（℃）

駆動電圧・駆動電流

適応媒体

NPA

±1.5%

2.5～206kPa

AGDmV アンプ増幅
I2C

0～60

5V 3.3V 1.5mA－NPA-201±1%

26～126kPa

A

I2C（16bit）－20～80

1.7～3.6V－

表面実装圧力センサ

通常精度0.2%

100～700kPa

AmV－40～125

3～10V－

NPX1±1%450～1400kPa

A

デジタル

－40～125

2.1～3.6V－NPR-101±3%

2100kPaA

アンプ増幅－20～140

4.5V～5.5V

液体可NPI-12±4%103kPaG

アンプ増幅10～405V

液体可NPI-15±0.3%3400～34000kPa

AGmV

0～70

1～1.5mA

液体可NPI-15VC±0.3%

3400～34000kPa

AG

mV

0～70

10V～15V

液体可NPI-19±0.25%

17～1700kPa

AG

デジタル

－40～125

2.5V～5V

液体可NPI-19±0.5%17～34kPa

GmV

0～70

1.5～2mA
10V～12V

液体可NPI-19±0.25%103～2100kPa

GA

mV

0～70

1.5～2mA
10V～12V

液体可NPC-1001mmHg－30～300mmHg

A

アンプ増幅

15～40

1～10V

液体可NPC-1201mmHg－30～300mmHg

A

アンプ増幅

15～401～10V

液体可FMA±2.5%

1.2～34kPa

GA

アンプ増幅

0～80

3.3V 5V－

NPC-1210±0.1%

2.5～34kPa

AGD

mV

0～60

1.5～2mA－

NPC-1220±0.1%

34～700kPa

AGD

mV

0～60

1.5～2mA－

NPC-410±0.1%

34～700kPa

AGD

mV－40～125

1.5～2mA－

NPH Solid State

通常精度±0.05%

100～700kPa

AGD

mV

0～70

1.5～2mA－NPH Solid State

通常精度±0.05%

2.5～34kPa

AGDmV

0～70

1.5～2mA－シリーズ名

表面実装圧力センサ

デジタル出力絶対圧センサ

NPP-301

タイヤ圧力センサ

harsh media圧力センサ

ステンレス媒体隔離型圧力センサ

高圧圧力センサ

高圧圧力センサI2Cデジタル圧力センサ

低圧圧力センサ

中圧圧力センサ

使い捨て医療用センサ

使い捨て医療用センサ

フィルター圧損センサ

低圧圧力センサ

中圧圧力センサ

中圧圧力センサ

中圧圧力センサ

低圧圧力センサ

3ALL SENSORS 圧力センサ
種類

シリーズ

サイズ例

微圧、低圧微圧、低圧、中圧、高圧、気圧微圧、低圧、中圧、高圧、血圧、呼気、気圧

高分解能デジタル出力
小型圧力センサ

汎用型デジタル出力
ウェラブルセンサ

アンプ内蔵4V出力
小型圧力センサ

DLH/DLHR シリーズ

DLC シリーズ

MAMP/SAMP シリーズ

NEWNEW

9.15×12.7×15.75mm

3.5×7.2×7.2mm

駆動電圧

1.68～3.6V

1.68～3.6V

4.5～5.5V

圧力基準

ゲージ圧／差圧

ゲージ圧／差圧／絶対圧

ゲージ圧／差圧／絶対圧

ゲージ圧：0～249Pa…0～1MPa

ゲージ圧：0～249Pa…0～105kPa

差圧：±125Pa…±1MPa

差圧：±125Pa…±210kPa

圧力範囲

ゲージ圧：0～249Pa…0～15kPa
差圧：±125Pa…±15kPa

絶対圧：0～207kPaA

絶対圧：0～210kPaA

出力タイプ

デジタル16～18bit出力

デジタル16bit出力

アンプ内蔵4V出力

動作温度範囲－25～85℃－40～85℃－40～125℃

補償温度範囲－20～85℃－25～85℃－25～85℃

応答速度

2.8ms（16bit通常）

3.7ms（通常）500μs（通常）

精度
総合精度

特長

種類

シリーズ

通常：±0.05％
最大：±0.25%
通常：±0.15％
最大：±0.75%
分解能が高い高精度なデジタル出力の微～中圧圧力センサです。

通常：±0.04%
最大：±1.00%
低い駆動電圧で作動し優れた出力直線性精度を誇る
デジタル出力の圧力センサです。

通常：±0.05％
最大：±0.25%－
アンプ内蔵型4V出力の微～中圧圧力センサです。

微圧、低圧微圧、低圧微圧、低圧、中圧、高圧

超高精度デジタル出力
圧力センサ

アナログ・デジタル出力選択式
小型圧力センサ

高速応答デジタル出力
小型圧力センサ

DLLR シリーズ

ELVR シリーズ

DLV/DLVR シリーズ

9.1×12.7×15.75mm

NEW

サイズ例

9.1×12.7×15.75mm

7.17×12.7×15.75mm

駆動電圧

1.68～3.6V

2.7～5.5V

2.7～5.5V

圧力基準

ゲージ圧／差圧

ゲージ圧／差圧

ゲージ圧／差圧／絶対圧

圧力範囲

2.5～7.5kPa

ゲージ圧：0～249Pa…0～7.5kPa
差圧：±250Pa…±7.5kPa

ゲージ圧：0～249Pa…0～400kPa
差圧：±125Pa…±400kPaA
絶対圧：0～400kPaA

出力タイプ

デジタル16～18bit出力

アンプ内蔵4V出力＋デジタル12bit出力

デジタル14bit出力

動作温度範囲－25～85℃－25～85℃－25～85℃

補償温度範囲0～70℃－20～85℃－20～85℃

応答速度

2.8ms（16bit通常）

500μs（通常）400μs（高速応答モード通常値）

通常：±0.03％

通常：±0.05％

通常：±0.05％

最大：±0.10%

最大：±0.25%

最大：±0.25%精度
総合精度

通常：±0.05％
最大：±0.15%
10および30inchH2Oの圧力範囲で特長

優れた性能を提供し、最高の総合誤差と精度を誇る圧力センサです。

49.15×12.7×15.75mm－通常：±0.3％
最大：±0.75%

アナログ・デジタル出力を選択可能な応答速度が速いデジタル出力の微低圧圧力センサです。

微～中圧圧力センサです。

微圧、低圧、中圧、高圧、気圧

微圧、低圧、中圧、高圧

微圧、低圧、中圧、高圧

微圧、低圧、中圧、高圧

汎用型mV出力
ウェラブルセンサ

アンプ内蔵4V出力
基板実装型圧力センサ

汎用型mV出力
基板実装型圧力センサ

アンプ内蔵4V出力
基板実装型圧力センサ

BLC シリーズ

TLAX シリーズ

ADCX/AXCX シリーズ ADCA/AXCA シリーズ

NEWNEW

2.5×4.1×5.1mm

12.2×27.4×27.9mm

12.2×27.4×27.9mm

12.2×27.4×27.9mm

0.9～1.8V

12～32V

10～16V

4.5～5.5V

差圧／絶対圧

ゲージ圧／差圧

ゲージ圧／差圧／絶対圧

ゲージ圧／差圧／絶対圧

ゲージ圧：0～249Pa…0～1MPa

ゲージ圧：0～65Pa…0～1MPa

差圧：±125Pa…±1MPa

差圧：±65Pa…±1MPa

差圧：±249Pa…±1035kPa
絶対圧：0.35kPaA…1035kPaA
0～103.5kPaA

ゲージ圧：0～65Pa…0～1MPa
差圧：±65Pa…±414kPa

絶対圧：0～103.5kPaA…0～700kPa

絶対圧：0～103.5kPaA…0～700kPa

mV出力

2線式電流出力mV出力

アンプ内蔵4V出力－25～85℃－40～125℃－25～85℃－40～125℃－0～50℃

0～70℃－40～125℃

100μs（通常）10s（通常）100μs（通常）500μs（通常）

通常：±0.1％

通常：±0.5％

通常：±0.05％

通常：±0.05％

最大：±0.5%

最大：±1%

最大：±0.25%

最大：±0.25%－

最大：±1.00%－－

低い駆動電圧で作動し優れた出力直線性精度を誇るmV出力の微低圧圧力センサです。

低圧・高圧において差圧の測定が優れた出力直線精度を誇るmV出力の優れた出力直線性精度を誇る可能です。４-２０mA、2線式電流

微～中圧圧力センサです。駆動電圧5～アンプ内蔵4V出力の出力のトランスミッタです。

12VのMLVシリーズもございます。

微～中圧圧力センサです。

※温度補正増幅回路等は、お客様ご自身でご用意願います。

微圧、低圧
高精度mV出力ウェラブルセンサ

種類

BLCR シリーズ
NEW

低圧、中圧、高圧低圧、中圧、高圧、超高圧

mV/4V出力
隔膜式耐腐食性ステンレス製圧力センサ

mV/4V出力
隔膜式耐腐食性セラミック製圧力センサ

SPM/SPA シリーズ

CPM/CPA シリーズ

シリーズ

3.6×8.9×10.3mm

サイズ例Φ18.15mm

Φ18mm

1.8～3.3V

駆動電流（SPM）1～3mA（CPM）1～3mA

駆動電圧（SPA）2.7～5.5V

差圧
差圧：±249Pa…±7.5kPa

圧力範囲
mV出力

（CPM）2～30V（CPA）4.5～5.5V

ゲージ圧：0～10kPa…0～3.5MPa
絶対圧：0～35kPaA…0～3.5MPaA

シールゲージ圧：0～10MPa…0～60MPa
ゲージ圧：0～50kPa…0～5MPa
絶対圧：0～100kPaA…0～5MPaA－25～85℃

出力タイプ

mV出力、アンプ内蔵出力

mV出力（CPM）、アンプ内蔵出力（CPA）－

補償温度範囲－40℃～125℃

0℃～85℃

通常：±0.1％

通常：±0.1％

100μs（通常）
通常：±0.1％

精度

最大：±0.5%－
独自技術デュアルダイによって姿勢特性や温度からの影響を低減した微低圧圧力センサです。
※温度補正増幅回路等は、お客様ご自身でご用意願います。

特長

最大：±0.25%

最大：±0.4%

SUSダイヤフラムによる媒体隔離型の圧力セラミックス性の媒体隔離型の圧力センサ

センサモジュールです。mV出力のSPMとモジュールです。mV出力のCPMとアンプアンプ内蔵型のSPAに分かれております。

内蔵型のCPAに分かれております。

■ゲージ圧 … 大気圧基準■差圧 …２つの圧力差■絶対圧 … 絶対真空基準※差圧モデルによるゲージ圧の測定も可能です。

5

NOVA 圧力センサ
種類

気圧高圧

高圧

デジタル出力絶対圧センサ

harsh media圧力センサ

ステンレス媒体隔離型圧力センサ

NPA-201 シリーズ

NPR-101 シリーズ

NPI-12 シリーズ

シリーズサイズ例

2.0×2.5×1.0mm

駆動電流
駆動電圧

1.7～3.6V

4.5～5.5V

5V

圧力基準

絶対圧

絶対圧

ゲージ圧

圧力範囲

26～126kPa

2100kPa

103kPa

出力タイプ

I2C（16bit）

アンプ増幅

アンプ増幅

補償温度範囲－20～80℃－20～140℃

10～40℃

精度

±1％

3％

±4％

液体対応

－◯

◯

NovaSensor NPA 201 シリーズは小過酷な媒体に接することを想定して設計チューブの詰まりやポンプの性能を検出型のデジタル出力を備えた絶対圧センサされた「裏面絶対圧」技術を使用したシリするアプリケーションに費用対効果の高いです。低消費電力とコンパクトなサイズコンベースのMEMSデバイスであり、検出ソリューションを提供します。

特長

が、バッテリー駆動のモバイル端末やサイ回路と媒体が接触しないよう設計されてズが制限されるあらゆるアプリケーションいます。デバイスは、印加された圧力に比に理想的です。

例したレシオメトリック出力を提供するた
めにASICが内蔵されています。

種類高圧、超高圧

中圧、高圧

血圧

高圧圧力センサI2Cデジタル圧力センサ

使い捨て医療用センサ

NPI-15/NPI-15VC シリーズ NPI-19 シリーズ

NPC-100/120 シリーズ

シリーズ

サイズ例
駆動電流

直径19mm×奥行き7.1mm
1～1.5mA

1.5～2mA

駆動電圧

10～15V

2.5～5V／10～12V

圧力基準

ゲージ圧／絶対圧

ゲージ圧／絶対圧

絶対圧

圧力範囲

3.4～34MPa17～2100kPa－30～300mmHg

出力タイプ

mV

mV、デジタル

アンプ増幅

補償温度範囲0～70℃－40～125℃

15～40℃

精度

通常：0.1％±0.25％

1mmHg

液体対応

◯◯

◯

特長

1～10V

最 新の媒 体 隔 離 型センサ技 術を搭 載 。

NPI 媒体隔離型センサは過酷な環境下で使い捨ての医療用に使用するために特別シリコン製センサの優れた感度・直線性動作するように設計。傑出した感度・直線に設計。医療業界で受け入れられるようにおよびヒステリシスを提供しつつ、過酷な性・ヒステリシスの提供。SenStable ®

AAMI（Association for the Advancement

環境で動作できるよう設計されています。

プロセス技術を採用し、安定した出力。

of Medical Instrumentation）ガイドラインに則って校正されています。

6

Others その他のセンサ
種類

マスフローセンサ

高真空度測定用
ピラニ式真空圧センサ

圧力トランスミッター

PMF2000～6000 シリーズ

PVC1000 シリーズ

LMK331/LMP331 シリーズ

シリーズ

サイズ例

φ8.2mm

駆動電圧

8～14V

流量範囲

0～10sccm…0～300SLM

み式およびフラッシュマウント式圧力ト

圧力範囲
出力タイプ

絶対圧：10～30mmHgA

圧力範囲や用途によって細かく分類されているため詳細はお問合せ下さい。

5mV

補償温度範囲0～50℃－40～125℃

応答速度

1ms（最大3ms）

5ms

通常：2％

通常：±1％

最大：3％

最大：±1％

特長

ランスミッターです。

4V

消費電力

精度

レベル検知やプロセス計測用のねじ込

最新のMEMS技術とエレクトロニクステ

低電圧駆動で洗浄可能な真空圧センサ

クノロジーを採用したサーマルフロー方です。半導体の製造装置向けの用途で式のアンプ内蔵コンパクトエアフローセ

高真空度の測定に利用されます。

4-20mA本質安全防爆や機能安全規格SIL2などにも対応しております。

ンサです。

オールセンサーズアジアパシフィック株式会社

取扱圧力センサのご紹介

特に気体用の 微圧～中圧において高精度なセンサ

オールセンサーズ
微圧
低圧
中圧

圧力範囲

気体、液体用に血圧用、気圧用の汎用品など様々な製品を用意

気体、液体用の高圧向けを中心に工業用の製品を用意

高精度

1kPa 以下
15kPa 以下
100kPa 以下

高圧

100kPa 以上

超高圧

5MPa 以上

汎用
微圧

高圧

7オールセンサーズアジアパシフィック株式会社
オールセンサーズアジアパシフィック株式会社は、米国シリコンバ

弊社の圧力センサは、医療分野、一般産業分野を中心に様々な用途で

レー サンタクララ郡に 本 社 を 構える 半 導 体 圧 力センサメーカー活躍しています。また主力製品である基板実装型圧力センサの他、All Sensorsのアジアパシフィックの拠点として2015年夏 産声をアンフェノールアドバンストセンサーテクノロジーグループの一員とあげました。

して中高圧、耐腐食性、耐環境性の高いセンサなども取扱い、幅広い

弊社の主な製品は、独自のセンシング技術を応用したピエゾ抵抗型ニーズに対応し、お客様の要望にお応えします。

半導体圧力センサです。私共の製造する圧力センサは特に微圧・低圧

今後さらなる飛躍を遂げるアジア・パシフィック市場へ、弊社の魅力において高い精度と安定性を実現し、多くの企業様のご支持を得てある製品をご紹介致したく、多くのお客様とのお付き合いを心からまいりました。

願っています。

オールセンサーズアジアパシフィック株式会社

代表取締役

秦哲夫

Mission Statement
All Sensors shall provide the highest level of expertise in the industry for the design and manufacture ofsilicon based pressure sensors and pressure sensor system.
オールセンサーズはシリコン製圧力センサや圧力センサシステムの設計・製造において最高レベルの専門知識を提供する。

会社概要

会社沿革

■会社名オールセンサーズアジアパシフィック株式会社➤1999 Dennis Dauenhauerにより設立■代表取締役

秦➤2001 ミニサイドポートパッケージを開発■所在地〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25➤2005 業務拡大により20,000 Sq Ft 開発・設計・生産工場に移転

哲夫

ベンチャープラザ船橋222➤2006 RoHSコンプライアンスに準拠■設立

2015年7月１日➤2009 ISO 9001：2008に認定■資本金2000万➤2010 ULP 圧力ダイ及びCoBeam2 TM テクノロジー開発■電話番号047-489-5939➤2013 REACH コンプライアンスに準拠■ファックス047-489-5940➤2014 All Sensors GmbHを独国に設立■メールアドレスinfo.jp@allsensors.com➤2014 鉱物政策に準拠■業務内容➤2015 All Sensors Asia Pacific K.K. を日本で設立

米国本社オールセンサーズにて製造されるピエゾ抵抗型半導体
圧力センサ及び提携先メーカーにて製造する各種センサの日本及び アジア パシフィック地域での販売➤2018 アンフェノール アドバンストセンサーテクノロジーグループの一員になる

NASDAQ（Symbol : APH）上場企業であるアンフェノールは、世界でトップクラスのインターコネクト製品メーカーの１つです。電気製品や電子・光ファイバーコネクタ、同軸やフラット・リボンケーブル、相互接続システムなどを設計、製造、販売を行っています。

Connecting People with Technology～世界的視野テクノロジーで人々をつなぐ～
オールセンサーズアジアパシフィック株式会社は、2018年6月よりAmphenolの一員になりました。

オンラインでのご購入もご利用いただけます

主なエンド・マーケットは、ケーブルテレビ、携帯電話やデータ通信・処理通信・情報処理システム、エアロスペース・陸軍等用電子部品、車、鉄道やその他の交通機関・産業用途になります。
またセンサに特化した Advanced Sensor Technology Group は、圧力・温度・湿度・CO2等各種センサを取り揃えたグループです。

お問い合わせザイコストア

All Sensors Asia Pacific K.K.

ひとつから買える半導体・電子部品の通販サイト

www.allsensors-apac.comwww.zaikostore.com/zaikostore/
jsp/special/ALL_SENSORS_list.jsp

E-mail：info.jp@allsensors.com

オールセンサーズアジアパシフィック株式会社〒273-0864 千葉県船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋222
TEL.047-489-5939

FAX.047-489-5940

E-mail：info.jp@allsensors.com

www.allsensors-apac.com
2019年1月