超小型温度·深度ロガー

DST シリーズ

1993 年アイスランドで開発された超小型タグで、鱈や鮭の生息域や移動の解析等の調査に使用されてきました。調査の目的に合わせて、4 つの異なるサイズの筐体、ナノ(nano)、マイクロ(micro)、ミリ(milli)、センチ(centi)を用意しています。測定項目は温度、又は温度·深度のどちらかから選択できます。メモリは不揮発性 EEPROMを採用しており、内部バッテリーが尽きてもデータが無くなることはありません。データ回収は専用のコミュ
ニケーションボックスで無線通信を行います。

DST micro-T(温度測定のみ)の筐体は、生体医学や製薬研究用と水産や海洋生物学に適した 2 種類を用意しています。前者は生体適合性に優れた材料、酸化アルミニウムと生体適合性エポキシで作られ、そのサイズ、形は、
小さな動物に埋め込むのに理想的です。また簡単に殺菌(ガス減菌装置又は 70%エタノールで)でき、バッテリーが続く限り再利用できますので費用対効果に優れています。熱研究用に狭い場所や小さな荷物、小ビン等にもご利用頂けます。後者は防水性で最大 1,000m もの耐圧があり、魚や海洋生物へのタグ付けのみならず化学製品などの液体の温度を測定するのにも適しています。

特 徴
□

小型·軽量

□

最大深度 3,000m 耐圧(DST centi 型)□

不揮発性メモリ

酸化アルミニウム+エポキシ仕様

酸化アルミニウム仕様(生体医学、製薬研究用)(水産、海洋生物学用)

タグの種類
DST nano-T

DST micro

DST milli

DST シリーズの中で最も小測定項目は温度、又は温度 測定項目は温度、又は温度·深さいセンサです。測定項目·深度になります。

度になります。

は温度になります。

DST centi

DST milli より長寿命のバッ
テリーとメモリを備えています。測定項目は温度、又は温度·深度になります。

型式
DST nano-T(温度)

1

型式

型式

型式

DST micro-T(温度)DST milli-T(温度)DST centi-T(温度)DST micro-TD(温度·深度)

DST milli-TD(温度·深度)

DST centi-TD(温度·深度)

DST milli-F(メモリ増強)

DST centi-ex(メモリ増強)

本体仕様
DST nano-T

DST micro

DST milli

DST centi+5ºC~+45ºC+5ºC~+45ºC 又は-1ºC~+40ºC-1ºC~+40ºC(T 型)

測定範囲-2ºC~+40ºC(T 型)-1ºC~+40ºC(TD 型)

温度

精度±0.2ºC±0.1ºC

分解能
応答速度0.032ºC
5 秒(63%応答)

8 秒(63%応答)

12 秒(63%応答)

1m~150m、1m~300m、

測定範囲
深度

-2ºC~+40ºC(TD 型)

5m~1,000m(選択)注 1)

20 秒(63%応答)

10cm~50m、10cm~100m、 10cm~50m、10cm~100m、1m~250m、5m~500m、1m~270m、5m~800m、5m~800m

5m~1,500m、10m~3,000m

精度±0.6%FS±0.6%FS

分解能

0.08%FS

0.03%FSA/D 変換12 ビットデジタル変換

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可能)

観測開始時間

最少 5 分から最大 45 日間で設定可

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)

収録デー

43,476 データ

タ数注 2)
形式

メモリ

連続記録

バッテリー寿命

注 4)87,000 データ(T 型)

174,546 データ(T 型)

21,738 データ(TD 型)

43,583 データ(TD 型)

87,237 データ(TD 型)

698,880 データ(F 型)

262,033 データ(ex 型)

不揮発性 EEPROM/フラッシュメモリ(F 型のみ)
12 時間

時間注 3)
保持期間

43,476 データ(T 型)

12 時間(T 型)

1 日(T 型)

2 日(T 型)

6 時間(TD 型)

12 時間(TD 型)

1 日(TD 型)

8 日(F 型)

10 日(ex 型)

10 年
14 ヶ月

25 年
28 ヶ月

内部クロック精度

5 年(T 型)、3 年(TD 型)
月差±1 分酸化アルミニウム

酸化アルミニウム

生体適合性エポキシ

生体適合性エポキシ

ハウジング寸法6mm(径)×17mm(長)重量
取り付け穴径ハウジング材質

9年

酸化アルミニウム

酸化アルミニウム

8.3mm(径)×25.4mm(長)13mm(径)×39.4mm(長)15mm(径)×46mm(長)1g(空中)、1g(水中)

3.3g(空中)、1.9g(水中)

9.2g(空中)、5g(水中)19g(空中)、12g(水中)

なし

0.5mm

0.9mm

注 1)

:ご注文時、上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。測定範囲外でのご使用は深度センサやフランジが破損する恐れがあります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。注 2):測定項目毎の記録容量になります。注 3):1 秒間隔で測定した時の記録可能な総時間になります。注 4):常温(15~25ºC)にてサンプリング間隔を 10 分以上で記録した場合になります。電池の交換はできません。

(左から順に網に取り付け DST milli、鮭に取り付けた DST milli、亀に取り付けた DST milli)
2超小型温度·深度·電導度ロガー
1993 年アイスランドで開発された超小型タグで、DST CT/CTD

鱈や鮭の生態域や移動の解析等の調査に使用されてきました。DST CT/CTD は、セラミック製の強固なボディを有した世界最小の電導度ロガーです。DST CT は温度·電導度の 2 チャンネル、DST
CTD は温度·深度·電導度の 3 チャンネルのセンサを内蔵しています。

電導度センサは、調査対象/環境に合わせて
3~37mS/cm と 13~50mS/cm(海水用)、0.3~5mS/cm(汽水域用)の 3 つのレンジからご注文時に選択していただきます。

メモリ容量は、1 つの測定項目当たり 87,000 サン
プルで、長期間の測定にも対応しています。また、
電導度センサ

不揮発性 EEPROM を採用しているため、内部バッ(一対の電極で測定)

テリーが尽きてもデータが無くなることはありません。また、タグと通信をする際には専用のコミュニケーションボックスからロガーに電源を供給しますので、データ回収も問題ありません。

アプリケーションとして、

メンブラン●魚や海洋動物の行動調査

●魚類学

●海洋学

●海洋生物学●水理学●生態系調査など様々な用途にご利用頂けます。

設定及び解析用ソフトウェアは別売ですが、アップグレードは Web 上から無償にて行えます。対応

特 徴

OS は、マイクロソフト社 Windows 7、8.1、10 の日本語版です。

□ 小型(15mm 径×50mm 長)□ 軽量(水中重量 13g)
□ 温度·深度·電導度の 3 項目測定□ 12 ビット分解能【注意点】□ 生体適合性に優れた材質

電導度センサは非常に感度が高く、測定正確度は□ 最大深度 2,400m 耐圧

生物付着により影響を受けます。製造欠陥ではな□ 不揮発性メモリ

く、生物付着による塩分測定値の不確かさは保証(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)

対象外となります。SeaStar ソフトウェアでは、汚れ等によるオフセット値の変更が行えます。

3

電導度測定範囲について
DST CTD に は 、 海 水 用 と し て
3-37mS/cm(タイプ 1 型)と 13-50mS/cm(タイプ 2 型)、汽水域用の 0.5-5mS/cm(タイプ L 型)の 3 種類があります。塩分は電導度と温度の組み合わせです。DST CTD
は基本的には電導度記録計で、それをもとに塩分を計算します。それぞれのレン
ジの温度と塩分の関係は次の通りです。

本体仕様

温度

深度

測定範囲注 1)

-1ºC~+40ºC

精度±0.1ºC

分解能

0.032ºC

0.01PSU(13~50mS/cm 選択時)、

応答速度

20 秒(63%応答)

0.01PSU(13~63mS/cm 選択時)

測定範囲

1m~100m、5m~500m、

注 2) 注 3)

5m~1,200m、10m~2,400m

精度±0.6%FS

分解能
測定範囲注 2)

精度注 4)
電導度

分解能

測定範囲

0.005PSU(0.3~5mS/cm 選択時)、
分解能

収録データ
数

注 5)

0.01PSU(3~37mS/cm 選択時)、

130,826 データ(CT 型)
87,217 データ(CTD 型)

型式

不揮発性 EEPROM

0.03%FS

連続記録時間注 6)

1.5 日(CT 型)、1 日(CTD 型)

0.3~5mS/cm、3~37mS/cm、

保持期間

25 年

13~50mS/cm、13~63mS/cm

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可)±0.3mS/cm(0.3~5mS/cm 選択時)、

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)±1.5mS/cm(3~37mS/cm 選択時)、

A/D 変換12 ビットデジタル分解能

メモリ

注 7)

±1.5mS/cm(13~50mS/cm 選択時)、

バッテリー寿命

4年±2mS/cm(13~63mS/cm 選択時)

内部クロック

精度月差±1 分

0.002mS/cm(0.3~5mS/cm 選択時)、

ハウジング材質

酸化アルミニウム

0.01mS/cm(3~37mS/cm 選択時)、

ハウジング体積

8.1cm30.01mS/cm(13~50mS/cm 選択時)、

ハウジング寸法15mm(径)×50mm(長)0.02mS/cm(13~63mS/cm 選択時)

重量21g(空中)、13g(水中)選択した電導度による取り付け穴径0.9mm(径)±0.1PSU(0.3~5mS/cm 選択時)、
塩分

精度±1PSU(3~37mS/cm 選択時)、±1PSU(13~50mS/cm 選択時)、±1.5PSU(13~63mS/cm 選択時)

注 1)

:上記のレンジ以外も可能です。
:ご注文時、上記の測定範囲から選択して頂く必要があります。
注 3):測定範囲外でのご使用は、深度センサやフランジが破損する恐れがあります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。
注 4):校正温度 24ºC のおける精度になります。
注 5):測定項目毎の記録容量になります。
注 6):1 秒間隔で測定した時の記録可能な総時間になります。
注 7):24ºC においてサンプリング間隔を 10 分以上で温度及び深度、電導度を同時に記録した設定になります。尚、電池の交換はできません。
注 2)

4

DST centi-ACT は、15mm(径)、46mm(長)、空中重量 19g

超小型温度·3 軸加速度ロガー

DST centi-ACTの超小型温度·3 軸加速度ロガーです。メモリ容量は全測定項目合計 279,620 データで、電池寿命は 10 分イ
ンターバルでおよそ 3 年になります。

メモリにはフラッシュを採用しており、内部バッテリーが尽きてもデータが無くなることはありません。また、専用のコミュニケーションボックスからもロガーに電源を供給しますのでデータ回収にも問題ありま
せん。

専用ソフトウェアは加速度データを用いて観測対象の動きの大小をレベル分けする機能を有しており、各測定時間の運動状態の把握が容易になりました。また、3 軸加速度センサから算出された傾斜角データの表示も可能です。

アプリケーションとして、

特 徴

●運動学
●海洋生物学□ 小型(15mm 径×46mm 長)●浮遊行動学□ 軽量(水中重量 12g)など様々なフィールドでご利用頂けます。

□ 13 ビット分解能(加速度)□ 最大深度 3,000m

設定およびデータ回収は、専用ソフトと専用コミュニ□ フラッシュメモリ(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)

本体仕様
測定範囲注 1)
温度

加速度

メモリ

精度

ロソフト社 Windows 7、8.1、10 の日本語版です。
12 ビットデジタル分解能(温度)A/D 変換±0.2ºC

13 ビットデジタル分解能(加速度)

分解能0.032ºC

バッテリー寿命

応答速度20 秒(63%応答)

サンプリング間隔注 4)

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可)

測定範囲

16g

内部クロック

月差±1 分

精度±32mg

ハウジング材質

酸化アルミニウム

分解能

4mg

ハウジング寸法15mm(径)×46mm(長)収録データ数

279,620 データ(測定項目毎)

ハウジング体積

8.1cm3型式

フラッシュメモリ

ハウジング耐圧注 5)300m(標準)、3,000m(オプション)

重量19g(空中)、12g(水中)取り付け穴径0.9mm(径)連続記録時間保持期間
注 1)+5ºC~+45ºC

ケーションボックスで行います。対応 OS は、マイク

3 日(1 秒間隔時)
25 年

注 2)

注 3)

3年

:上記のレンジ以外も可能です。注 2):温度及び加速度を同時に記録した場合になります。
:サンプリング間隔を 10 分以上で温度及び加速度を同時に記録した設定になります。電池の交換はできません。
注 4):加速度データは設定サンプリング毎の瞬時値になります。
注 5):標準耐圧以上で使用される場合は、注文時使用深度をご連絡下さい。
注 3)5超小型温度·深度·3 軸傾斜ロガー

DST tilt(3D)

DST tilt は、DST pitch & roll の 2 方向の傾斜センサにさらに 1 方向加えた 3 方向の超小型データロガーです。
±90º(180º スパン)の方向で傾き角、±3°(精度)、0.05°(分解能)を有し、より正確な位置空間情報が得られるようになりました。

メモリ容量は、1 測定項目当たり 43,000 サンプル数あり長期間の測定にも対応できます。通常傾斜及び温度、深度データの 3 項目を同時に記録しますが、傾斜と温度、深度の各々の異なった周期でデータを記録することで、メモリを有効に使用することも可能です。また、
不揮発性 EEPROM を採用しており、内部バッテリーが尽きてもデータが無くなることはありません。データ
回収は専用のコミュニケーションボックスで無線通信を行います。

設定及び解析用ソフトウェアは別売ですが、アップグ
レードは Web 上から無償にて行えます。対応 OS は、

特 徴

マイクロソフト社 Windows 7、8.1、10 の日本語版です。

□ 小型(15mm 径×46mm 長)□ 軽量(水中重量 12g)

アプリケーションとして、□ 3 方向傾斜位置情報●海洋学●海洋生物学□ 最大深度 3,000m

●魚類学

●水理学

□ 不揮発性メモリ●生態系調査(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)など様々な用途にご利用頂けます。

本体仕様

温度

測定範囲注 1)

-1ºC~+40ºC

精度±0.1ºC

分解能

0.032ºC

応答速度

20 秒(63%応答)

収録データ数

43,597 データ注 3)

型式

不揮発性 EEPROM

保持期間

25 年

メモリ

12 ビットデジタル分解能(TD)A/D 変換15 ビットデジタル分解能(tilt)

10cm~50m、10cm~100m、
測定範囲

注 2)

1m~270m、5m~800m、

バッテリー寿命

5m~1,500m、10m~3,000m

内部クロック

月差±1 分

精度±0.6%FS

ハウジング材質

酸化アルミニウム

分解能

0.03%FS

ハウジング体積

8.1cm3

測定範囲±90º(180º スパン)

ハウジング寸法15mm(径)×46mm(長)

精度

±5º

重量

19g(空中)、12g(水中)0.3º

取り付け穴径

深度

傾斜

分解能
注 1)

注 4)

注 2)

6年

0.9mm(径)注 3):上記のレンジ以外も可能です。 :上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。 :測定項目毎の記録容量になります。
:常温(15~25ºC)にてサンプリング間隔を 10 分以上で温度及び深度、傾斜を同時に記録した設定になります。電池の交換はできません。

注 4)

6

超小型温度·深度·3 軸傾斜/コンパスロガー
DST magnetic は、地学上の北極(True North)が極北極

DST magnetic(Magnetic North)とは地磁気のせいで異なっていることから、正確な値を知るためにこの方向の地磁気と三方位を計測し記録するために開発されました。

DST magnetic の長所は、磁気強度として 3 本目のベクトルがあるということです。コンパス向き測定
は、傾斜補償がされていないのに比べて水平の状態
から傾いてもより正確に測定できます。

メモリ容量は、4 項目当たり 26,158 サンプル数あり
長期間の測定にも対応できます。通常コンパス及び
傾斜、温度、深度データの 4 項目を同時に記録しますが、コンパスと傾斜、温度と深度の各々の異なっ

特 徴た周期でデータを記録することで、メモリを有効に□ 小型(15mm 径×46mm 長)

使用することも可能です。

□ 軽量(水中重量 12g)
□ 3 方位コンパス、3 方向傾斜位置情報

設定及び解析用ソフトウェアは別売ですが、アップ□ 最大深度 3,000m

グレードは Web 上から無償にて行えます。対応 OS□ 不揮発性メモリ

は、マイクロソフト社 Windows 7、8.1、10 の日本語版です。

(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)

本体仕様

温度

測定範囲注 1)

-1ºC~+40ºC

精度±0.1ºC

分解能

0.032ºC

応答速度

20 秒(63%応答)

(磁界
強度)
7

不揮発性 EEPROM

保持期間

25 年

A/D 変換12 ビットデジタル分解能
注 5)5m~800m、5m~1,500m、10m~2,000m、

内部クロック

月差±1 分10m~3,000m

ハウジング材質

酸化アルミニウム

精度±0.6%FS

ハウジング体積

8.1cm3

分解能

0.03%FS

ハウジング寸法15mm(径)×46mm(長)測定範囲±90º(180º スパン)

深度

パス

型式

バッテリー寿命

注 2) 注 3)

コン

26,158 データ注 4)

10cm~50m、10cm~100m、1m~270m、

測定範囲

傾斜

メモリ

収録データ数精度±3º(精度) / 0.05º(分解能)

測定範囲

方位 360º

精度±15º(水平に置いた状態で)

分解能

1º

測定範囲

0~2 ガウス

精度±300nT

分解能

100nT

重量

空中

19g

水中

12g

取り付け穴径
注 1)

3年0.9mm(径):上記のレンジ以外も可能です。
注 2):ご注文時上記の深度測定範囲から選択して頂く必要があります。
注 3):測定範囲外でのご使用は、深度センサやフランジが破損する恐れがあります。必ず範囲内でのご使用をお願いします。
注 4):測定項目毎の記録容量になります。
注 5):サンプリング間隔を 10 分以上で、温度及び深度、傾斜、コンパスを同時に記録した設定になります。尚、電池の交換はできません。

NEW

超小型温度·照度ロガー

DST Bird は、鳥類の移動に関する情報を収集するため

DST Birdに、鳥に装着できるように設計された空中重量 2g のデータロガーです。エポキシ製の筐体に温度と照度センサが組み込まれており、気象データと照合すること
で大まかな鳥の移動ルートの分析が可能です。

アプリケーションとして、●鳥類学の研究●生態系調査など様々な用途にご利用頂けます。

メモリ容量は合計で 52,000 サンプル数あり、長期間の測定にも対応できます。通常は温度、照度の 2 項目を同時に記録しますが、各々異なった周期でデータを記録することで、メモリを有効に使用することも可能です。また、不揮発性 EEPROM を採用しており、内部バッテリーが尽きてもデータが無くなることはあ

特 徴

りません。データ回収は専用のコミュニケーションボ□ 小型(19mm×8.5mm×8.5mm)

ックスで無線通信にて行います。

□ 軽量(水中/空中重量 2g)□ 温度·照度情報

設定及び解析用ソフトウェアは別売ですが、アップグ□ 最大深度 150m まで

レードは Web 上から無償にて行えます。対応 OS は、□ 不揮発性メモリ

マイクロソフト社 Windows 7、8.1、10 の日本語版です。

(内部バッテリーが尽きてもデータを回収できます。)

本体仕様

温度

照度

メモリ

測定範囲注 1)0ºC~+30ºC

バッテリー寿命注 3)

18 ヶ月

精度

±0.5ºC

内部クロック

月差±1 分

分解能

0.1ºC

ハウジング寸法19mm×8.5mm×8.5mm

応答速度

18 秒(63%応答)

測定範囲

10~400lux

精度±25lux

重量

空中

2g

水中

2g

取り付け穴径2mm(径)

注 1)

分解能

2lux

収録データ数

26,085 データ注 2)

型式

不揮発性 EEPROM

保持期間

25 年

A/D 変換10 ビットデジタル分解能

サンプリング間隔

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可)

インターフェース

USB ポート(仮想 COM ポート)

:上記のレンジ以外も可能です。
注 2):測定項目毎の記録容量になります。
注 3):サンプリング間隔を 10 分以上で、温度及び照度を同時に記録した設定になります。尚、電池の交換はできません。

8

NEW

超小型温度·心拍数ロガー

DST HRTDST HRT はセラミック製の強固なボディに温度、心拍数の 2 つのセンサを内蔵した超小型データロガーです。生体適合性に優れた材料、酸化アルミニウムと生体適合性エポキシで作られ、それぞれのセンサはケーブル等の余計な部品がなく、筐体の一部を成しており、魚や小さな動物に埋め込むのみ理想的です。また簡単に殺菌(ガス滅菌装置又は 70%エタノー
ルで)でき、バッテリーが続く限り再利用できますので費用対効果に優れています。マイクロ(micro)とミリ(milli)、センチ(centi)の 3 つの異なる筐体のサイズを用意しており、魚や小さな動物の免疫反応や代謝、体温調整機構等の研究にご利用いただけます。

メモリ容量は、1 測定項目あたりおよそ 21,800
サンプル数のメモリを要しているので、長期の測定にも対応しています。また、内部バッテリーが尽きてしまっても、不揮発性 EEPROM を採用しているためにデータが無くなることはありません。

測定の設定およびデータ回収は、専用のコミュニケーションボックスで行います。こちらのコミュニケーションボックスと接続している間は、ボックスから電源が供給されるので、長期計測後でもスムーズなデータ回収が可能です。
設定および解析用の専用ソフトウェアは別売ですが、アップグレードは Web 上から無償にて行えます。対応 OS は、
マイクロソフト社 Windows 7、8.1、10 の日本語版です。

特 徴

アプリケーションとして、●魚や海洋動物の生態調査●魚類学●海洋生物学●動物生理学●小動物の生態調査●代謝に関する研究など様々な用途にご利用頂けます。

□

小型·軽量

□

温度·心拍数の測定□

12 ビット分解能□

生体適合性に優れた材質□

不揮発性メモリ【注意点】
本製品は、タグを魚等の腹膜近くに埋め込む必要があります。また、心拍数は設定された間隔でバースト測定を行い、その値から 1
分間あたりの平均心拍数をソフトウェア上で算出する仕様になっています。実際の心拍数とは多少の誤差があることを予めご了承
下さい。

9

NEW

例)温度と心拍数の相関図

本体仕様
温度

測定範囲

+5ºC~+45ºC

内部クロック

月差±1 分

精度±0.2ºC

ハウジング寸法8.3mm(径)×25.4mm(長、micro 型)

分解能0.032ºC

13mm(径)×39.5mm(長、milli 型)

選択可能

100、125Hz(魚用)15mm(径)×46mm(長、centi 型)

周波数150、200、300、400、500、600、700、800Hz(動物用)

心拍数

算出方法

バーストサンプリングで心拍数

空中
重量

水中

0.5mm(径、micro 型)
0.9mm(径、milli、centi 型)

注 1)

43,690 データ(micro、milli 型)
699,000 データ(milli-ex、centi 型)

型式

取り付け穴径魚、動物など対象の腹腔内に埋め込み

収録データ数

3.3g(micro 型))、11.8g(milli 型)、
19g(centi 型)

平均心拍数を算出

メモリ

19g(centi 型)を測定し、その値から 1 分間の測定方法

3.3g(micro 型)、11.8g(milli 型)、

不揮発性 EEPROM(micro、milli 型):サンプリング間隔
を 10 分以上で、温度及び心拍数を同時に記録した設定になります。
尚、電池の交換はできません。

フラッシュ(milli-ex、centi 型)

保持期間

25 年

A/D 変換12 ビットデジタル分解能

バッテリー寿命注 1)

3.5 ヶ月年(micro 型)
8.5 ヶ月(milli 型)
19 ヶ月(centi 型)
10

小型水温/水温·深度ロガー

Starmon mini/TD

Starmon mini/TD は、苛酷な使用環境に耐えるよう設計された、高精度、高信頼性の軽量·小型の水中ロガ
ーで、河川や海での長期間観測に適しています(Starmon mini:水温ロガー、Starmon TD:水温·深度ロガ
ー)。

コンピュータでデータ取得するために専用の接続ケ
ーブルと専用ソフトウェア SeaStar を使います。
Starmon TD(アルミニウム筐体)

SeaStar はスターオッディ社の全製品共通ソフトウェ
アですので、DST シリーズのデータ管理にも使えます。ソフトは別売ですが、アップグレードは Web 上

Starmon mini(プラスチック筐体)

から無償で行えます。対応 OS は、マイクロソフト社
Windows 7、8.1、10 の日本語版です。

内部電池の寿命は約 10 年と、長期間計測にも対応しています(Starmon mini:10 分間隔、Starmon TD:5 分間
隔の場合)。また、取得されたデータは不揮発性メモ
リに記録されていますので、内部バッテリーが尽きてもデータが消滅することはありません。
Starmon mini は河川や湖用の 400m 耐圧プラスチック
筐体モデルと、深海用の 11,000m 耐圧チタニウム筐体モデルを、また、Starmon TD は 2,000m 耐圧アルミニ
ウム筐体をご用意しております。

アプリケーションとして、

特 徴□

小型(25mm 径×130mm 長、Starmon mini 型

●海洋学

●生態学

●陸水学

●水文学

●水産養殖

●海洋生物学など様々な用途にご利用頂けます。

43mm 径×195mm 長、Starmon TD 型)
□

軽量

□

最大深度 11,000m(Starmon mini 型)□

温度精度±0.025ºC□

不揮発性メモリ

またオプションとして最大 90ºC の範囲(Starmon miniのチタニウムハウジングのみ)で校正をおこなっております。地熱やボアホール用としてご利用頂けます。

電池交換ならびに再校正を承っております。長期間にわたり測定した後ですので、電池交換と同時にセンサの再校正をおすすめしております。

11

本体仕様
Starmon mini

プラスチックハウジング
測定範囲

Starmon TD

チタニウム

注 1)

アルミニウム-2ºC~+40ºC

精度
温度±0.025ºC

分解能

0.001ºC

応答速度

18 秒(標準)(63%応答)

2 秒(FR 型)

0.002ºC
6秒

2秒

測定範囲

50m、100m、200m、500m、1,000m、2,000m

精度±0.3%FS

分解能

0.01%FS

深度

A/D 変換16 ビットデジタル変換

サンプリング間隔
インターフェース

15 ビットデジタル変換

1 秒~90 時間(1 秒単位で設定可能)
RS232C シリアルポート、USB-RS 変換ケーブ

USB ポート

ルを介して USB ポートから使用可
8,400,000 データ注 3)

262,000 データ(標準)収録データ数

393,750 データ(オプション、ex-5 型)
524,250 データ(オプション、ex-7 型)

メモリ
形式

不揮発性 EEPROM

フラッシュメモリ

保持期間

25 年

20 年

バッテリー寿命

注 4)

10 年

内部クロック精度
ハウジング寸法

月差±1 分25mm(径)×130mm(長)3ハウジング体積
重量43mm(径)×195mm(長)131.7cm3

63.8cm

空中

80g

170g

490g

水中

80g

170g

240g

400m

11,000m

2,000m

耐圧
取り付け穴

2.8mm(径)6mm(径)

注 1):上記のレンジ以外も可能です。
注 2):測定項目毎の記録容量になります。
注 3):サンプリング間隔を Starmon mini では 10 分以上、Starmon TD では 5 分以上として記録した場合になります。尚、電池交換はメーカでのみ対応させていただいています。

Starmon mini 用
ステンレス製保護ケース(オプション)
40mm(径)×206mm(長)、空中重量 360g
ケーブルや係留装置等に容易に取り付けられるよう設計されています。
12

オプション
コミュニケーションボックス
DST シリーズのタグとコンピュータ間の通信は右図のコミュニケーションボックスを介して設定及びデータ回収を行います。電源は USB ポートからの供給(バスパワー)のみで、タグの直径に合わせて次の四種類を用意
してあります。
●タグ径 6mm 用(DST nano-T)●タグ径 8.3mm 用(DST micro、micro-HRT)●タグ径 13mm 用(DST milli、milli-HRT)●タグ径 15mm 用(DST CTD、centi、centi-ACT、
compass、comp-tilt)

順にタグ径 6mm 用、8.3mm 用、13mm 用、15mm 用

専用ソフトウェア(SeaStar) (Mercury)
ソフトウェアは、水産用や工業用の SeaStar、医薬品用の Mercury の 2 種類を用意しています。前者は DST シ
リーズの HRT 型を除く全てのタグの設定及び解析、後者は DST nano-T と DST micro-T、DST centi-T、HRT 型の設定及び解析を行うことができます。
一定の間隔で計測(シングルインターバル)するだけでな
く、複数の計測間隔を組み合わせる(マルチプルインターバル)こともでき、季節変動など周期性のあるものの計測にも使うことができます。マルチプルインターバル
は最大 7 種類の設定が可能です。

グラフ表示画面

新たに必要なデータを優先的にメモリに保存するプラ
イマリー機能が加わりました。この機能を使うと、温度•深度 2 項目のタグの場合、深度が変わらないことが判っている時、温度を優先して温度データ 10 回に深度データを 1 回とすることで従来の 1.8 倍計測期間を延長することができるようになります。
データの喪失を避けるため、計測データをコンピュータにダウンロードしないと、次の計測が設定できません。
ダウンロードしたデータは自動的にハードディスクに保存され、ファイル名が重複しないように記録回数で管理するようになっています。
また、グラフは、ビットマップファイル(bmp)やウインドウズメタファイル(wmf)方式で保存できます。
インターネットに接続されたパソコンでソフトウェア
を起動させるとアップデートの有無を確認する仕様になっています。最新のバージョンがリリースされている場合には、無償で最新のバージョンにアップデートする
ことできます。

13

シングルインターバル設定画
面

マルチプルインターバル設定画面

音響トラッキングタグ

MANTRAK 型
水中動物の生息行動半径を知るための音響発信タグで、ある程度の限られた範囲で行動する動物につけて使用します。タグが発信する音波を受信機で受けながら追跡し、その行動パターンを把握します。大きさ、電池寿命、音波到達距離により約20種のタグが用意されており、いずれのタイプも一定間隔の連続発信音と休止を組み合わせることでタグの識別が可能です。
また、リアルタイムに深度や温度を計測しコードとして発信するタグもあります。

冑蟹につけた例

追跡例

タグ仕様
主なタイプ
汎用

ミニ

ハイパワー

深度

温度

超小型

水中重量(g)

送信距離(m)

寿命注 1)

長(mm)

径(mm)

CT-82-1

38

15.6

6

1,000

2 ヶ月

CT-82-2

53

15.6

9.5

1,000

14 ヶ月

IBT-96-1

22

8

1.4

500

21 日

IBT-96-2

25

9.5

3.6

500

1 ヶ月

IBT-96-5

36

13

3.2

500

5 ヶ月

CHP-87-S

55

16

9

3,000

7 ヶ月

CHP-87-L

80

16

12

3,000

18 ヶ月

CHP-87-XL

99

33.5

34

3,000

48 ヶ月

IBDT-97-1

40

9.5

1.6

500

30 日

IBDT-97-2

49

9.5

2.5

500

10 日

DT-97-L

80

16

11

3,000

12 ヶ月

CTT-83-2

53

16

9

1,000

14 ヶ月

CTT-83-3

62

18

10

1,000

36 ヶ月

PT-1

16

7.1

0.6

600

7日

PT-3

7.8

7.8

1

750

21 日

注 1)

:トランスミッターの背中に小さな磁石を付けた状態で出荷されます。この磁石を外すと ON になります。

14

トランスミッター
汎用

ミニ

深度

温度

ハイパワー

水中音響タグ受信ロガー

SUR-1 型
全方位、周波数走査式の音響タグ受信ロガーです。検知エリア内の発信タグの信号を受信し、データをメモリに記録します。ソノトロニクス社製全てのタグを受信できます。

特 徴□

軽量で設置が簡単□

マニアルトラッキングと同じタグが使用可能□

違う周波数の発信器からの受信が可能□

電池寿命 標準 5 ヶ月、オプションで 10 ヶ月

主な仕様
受信周波数
重量

780g(D セル×1 本タイプ)

耐圧

200m

バッテリー
バッテリー寿命

1530~90kHz

3.6V リチウム D セル
5 ヶ月(D セル×1 本タイプ)、10 ヶ月(D セル×2 本タイプ)

メモリ容量210,000 サンプル

外形寸法6cm(径)×33cm(長)小型水中音響タグ受信ロガー

miniSUR-1 型
SUR-1 型をよりコンパクトにしたモデルです。全方位、周波数走査式の音響タグ受信ロガーです。検知エリア
内の発信タグの信号を受信し、データをメモリに記録します。ソノトロニクス社製全てのタグを受信できます。

特 徴□

軽量で設置が簡単□

マニアルトラッキングと同じタグが使用可能□

違う周波数の発信器からの受信が可能

魚用固体識別タグ

Floy Tag
用途に合わせて様々な形状のタグを準備しています。

本カタログの機器の仕様は、予告無く変更する場合があります。最新の情報は、ホームページ
http://www.k-engineering.co.jp で随時紹介していますので、是非アクセス願います。
16

ケー･エンジニアリング株式会社
東 京 都 台 東 区 浅 草 橋 5-14-10

111-0053

TEL.03-5820-8170
HomepageE-mail

FAX.03-5820-8172

http://www.k-engineering.co.jp

sales@k-engineering.co.jp