INDEX

54P

46P
シンプル温度湿度データロガー

食品中心温度データロガー

温度をはじめ様々な測定項目を記録する
データロガー。目的とデータ収集方法に応じた 8 つのシリーズを展開。

6P

Bluetooth® と無線 LAN で「水やり」が変わる。
スマホで使う IoT 自動散水機。

各シリーズの機能一覧 (比較表)

おんどとりシリーズの機能を比較した一覧表です。
まずはここで自分に合ったシリーズを調べてください。

64P
8P

クラウド対応温度湿度データロガー

28P
小型防水データロガー

各シリーズの機能一覧 (比較表)

SMART VALVEシリーズの機能を比較した一覧表です。
まずはここで自分にあったシリーズを調べてください。

配管用 自動潅水タイマーバルブ

14P
ワイヤレスデータロガー

34P

Bluetooth®︎対応温度湿度データロガー

240P
4ch電圧・熱電対データロガー

配管に接続したバルブをタイマーで自動開閉。
農業や施設での大流量潅水にも、らくらく対応。

蛇口用 自動散水タイマー

蛇口に接続し、ホースに送る水をタイマー制御する自動散水機。
ご家庭や小規模な環境の水やりに最適。

TOPICS

USB接続データロガー

22P

68P

66P

無料クラウドサービスおんどとり Web Storage

60P

校正サービスのご案内

61P

オプション

70P

製品仕様

86P

3

1994 年、温度データロガー「おんどとり」発売 ― 。発売以来 25 年以上にわたり、
おんどとりはデータロガーの進化を先取りしてきました。同時に記録データの普遍性を最重要テーマとし、過去のデータに常にアクセスできる状態を維持してきました。
これまでも、そしてこれからも。おんどとりのデータは生き続けます。

seriesMCR-4

series

TR-7UiseriesTR- 5iseries

TR4A

series

RTR500B

seriesTR7

series4

お任せください。

RTR-600

データの未来は「おんどとり」に

5

各シリーズの機能一覧

シリーズ名TR7 series>>> 8P

RTR500B series>>> 14P

TR4A series>>> 22P

TR-5i series>>> 28P

TR-7Ui series>>> 34P

MCR-4 series>>> 40P

RTR-600 series>>> 46P>>> 54P

スタイル
おんどとりWeb Storage対応（無料クラウド / ブラウザサービス）

●

●

●

温度・湿度

温度・湿度

温度・湿度

デモ機貸出

●

●

●

VFCモード対応 ※3●

スマホ / タブレットアプリ対応

特徴

校正サービス対応 ※1
本体の防水性能

データ自動収集

●

●

●

●※ 2

●

警報

データ収集方法

E メール・プッシュ通知

E メール・接点出力

LAN（イントラネットも可）●●Bluetooth®︎

●

警報機能

特定小電力無線モバイル回線USB（PC とケーブル接続）
SDメモリ

温度（℃）
湿度（％）

測定項目

照度、UV（lx, mW/㎠）
CO2（ ppm）

大気圧（hpa）

●
●
●

●

●※ 2

●
●
●
●

●

●※ 2

温度・湿度・大気圧

温度

●

●

●

●
●

●

本体 LED

●※ 4

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

パルス数

●

●

※ 1：ティアンドデイの校正サービスで対応可能な測定項目です。非対応の項目については他の校正機関にお問い合わせください。
※ 2：一部機種を除く。
※ 3：アメリカ疾病予防管理センター (CDC) よって定められたワクチン管理に関する指令に準拠した管理を実現する測定モードです（一部機種対応）。
※ 4：子機と親機間の通信で使用しています。

●●

食品中心温度

●

●

●

●
●

●

●

●

●

電圧（V）

4-20mA（mA）

6

温度

本体 LED

●※ 4

●

●

●

●

●

7

クラウド対応 温度湿度データロガー

クラウド対応 温度湿度データロガー

TR7series

クラウドにつながる。
スマホ にもパソコンにもつながる。

新しい温度 / 湿度の管理体制を。スマホから、パソコンから、お好みの方法
でデータを収集する IoT 時代のスタンダードモデル。
無料クラウドに対応、警報通知機能も。

データ収集方法とセンサから選べる
8つのラインナップ。
温度
（熱電対）

温度・湿度

無線LAN
Bluetooth

温度
（2ch）

温度・湿度
（高精度）

TR71A2

TR75A2

TR72A2

TR72A2-S

有線LAN

TR-71nw

TR-75nw

TR-72nw

TR-72nw-S

TR7シリーズは、無線L AN・Bluetooth ®に対応したA系と、有線L ANに対応したnw系があります。温度測定(2ch)は、スタンダードな71と、市販の熱電対センサを利用できる75、温湿度測定(各1ch)は、スタンダードな72と、高精度対応の72-Sに分かれています。また、全ての機種はUSBでパソコンと接続することができます。

L AN環 境 下 ではクラウドにデータを自動アップ
ロード、異常時には警報メール・プッシュ通知でお知らせします。スマート端末に無料アプリをイ®
ンストールすれば、Bluetooth で直接記録デー
タを収 集し、クラウドで共有することもできます。

データの流れ
測定・記録

71 / 75…温度
72 / 72-S…温度と湿度
A系
無線LAN
Bluetooth

nw系

有線LAN

データ収集
Bluetooth

無料提供クラウド

PC、スマホ、タブレットから閲覧可

専用アプリ(無料)
T&D Thermo

無線LAN(自動収集)
USB / Bluetooth(設定・吸い上げ)

有線LAN(自動収集)
USB(設定・吸い上げ)

専用ソフトウェア(無料)TR7 for Windows

TIPS
無 料 クラウド サ ービス「 おんどとり Web
Storage」を 利 用することで、スマート端
末でもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度・湿度の確認ができます。詳しくは60Pをご参照ください。

8

温度

湿度

クラウド

スマホ

校正

アラート

デモ機貸出

自動収集

専用アプリ

TR7 for Windows、T&D Thermo
TR7シリーズの設定、記録データ吸い上げ、グラフ表示*、PDFレポート出力などを行う専用アプリです。

*TR7 for Windowsにはグラフ表示機能がありません。
Windows用グラフソフトウェア T&D Graphと合わせてご利用ください。

スマホアプリ対応OS:
iOS / Android

その他 対応ソフトウェア

Windows用のグラフソフトウェア

T&D Graph

Windows用のサーバアプリ

T&D Data Server

がご利用いただけます。
https: / / www.tandd.co.jp /software /9クラウド対応 温度湿度データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

測定したい項目が、温度・湿度 。

警報監視 が欲しい。

モバイルアプリ で管理したい。
自動収集 で運用したい。

パソコンからデータ収集も。

使用
環境
10

2ch

Point1

Point21台で2チャンネル
＝

1台で2か所の温度が測れる。

温度・湿度測定の決定版。

クラウドに

本体のみで

（TR71 / TR75）（TR72）

温度を2か所同時に測定 したい場合。
クラウド が使いたい。

使用
方法

Product features

データ自動送信。

ネットに繋がる。

パソコン接続はBluetooth®(A系)
またはUSB

屋内

雨や水滴等で 濡れない環境 での使用。

無線LAN / LANケーブルの届く場所に設置。
11

クラウド対応 温度湿度データロガー

Lineup

データ収 集測定項目
型番

温度2ch測定
充実のオプション
センサ

温度

湿度

付属センサでTR71A2

温度センサ2本付属

内蔵センサで温湿度センサ付属

TR72A2TR-72nw
高精度測定

高精度温湿度センサ付属

TR72A2-S

TR-72nw-S
広範囲測定
対応モデル

熱電対センサK, J, T, E, S, R 対応

TR75A2
VFCモード対応※1

TR-75nw- 25～70℃- 25～70℃- 199～1760℃

測定範囲は
使用センサによる- 199～1760℃

測定範囲は
使用センサによる校正

28,000円

27,000円(税込 29,700円)

電池残量警告10～95%RH

10～95%RH

0～99%RH（at -20～70℃）

0～99%RH（at -20～70℃）

測定値オーバー

33,000円

センサ異常(税込 36,300円)

電池残量警告測定値オーバー

32,000円

センサ異常(税込 35,200円)

電池残量警告測定値オーバー

39,000円

センサ異常(税込 42,900円)

電池残量警告測定値オーバー

38,000円

センサ異常(税込 41,800円)

電池残量警告測定値オーバー
センサ異常

電池残量警告測定値オーバー
センサ異常

電池残量警告価格(税込 30,800円)

センサ異常内蔵センサで0～55℃

アラート
種類について

測定値オーバー- 40～110℃

0～55℃

USB

電池残量警告- 10～60℃

温度と湿度を
測定・記録

Bluetooth®

センサ異常

付属センサでTR-71nw

有線LAN

測定値オーバー- 40～110℃- 10～60℃

VFCモード対応※1

無線
LAN

30,000円※2(税込 33,000円)※2(税込 31,900円)

29,000円仕様
詳細

Web サイト

86P

86P

86P

86P

86P

86P

86P

86P

※1: アメリカ疾病予防管理センター(CDC)よって定められたワクチン管理に関する指令に準拠した管理を実現する測定モードです。
※2: ティアンドデイでは、熱電対センサの温度校正に対応しておりません。
熱電対の校正が必要な場合は、他の校正機関にお問い合わせください。

1213

ワイヤレスデータロガー

ワイヤレスデータロガー

RTR500B
series

ワイヤレスで広がる可能性。
より使いやすく、より安全に。

多様な測定項目、多彩なデータ転送方法、高い耐環境性を兼ね備えたこのシリーズは、用途も環境も選ばない。
Bluetooth®通信に対応、スマート端末から設定可能。データ管理の手間を大幅に軽減。

3種のデータ収集機と、様々な測定項目に対応したデータロガーのラインナップ。

障害 物に強く広 範囲に届く特定小電 力無 線 通信で、多数の測定ポイントのデータを一気に集めら®
れるシリーズ です。Bluetooth にも対応、 パ ソ
コンを介さずともスマート端末から機器の設定が可能になりました。データは無線で自動収集、安心のHTTPS方式でクラウドサービスへ自動送信。
警報監視にも対応し、異常時にはメールで通知します。

RTR500Bシリーズはデータ収 集 機 (親 機) とデー
タロガー (子機) で構成されています。子機が記録した測定値を、親機が無線で収集し、クラウドや
ローカルPCに転送します。3種の親機はそれぞれモバイル、LAN、USB通信に対応。子機は温度・湿度の計測をはじめ、電圧・電流・パルスの計測に対応した豊富なラインナップ。大容量電池タイ
プの子機なら約4年間の長電池寿命です。

データの流れ
測定・記録

データ収集

データ測定機(子機)

データ収集機(親機)RTR500BC

USB
PC

特定小電力無線子機で測定できるもの
温度・湿度・照度/ UV・CO2・
電圧・4 -20mA・パルス数

RTR500BW

有線LAN
無線LAN

赤色灯・
ブザーなど

RTR500BM

携帯電話回線

赤色灯・
ブザーなど

無料提供
クラウド

ネットワークEメール

ネットワーク

無料提供
クラウド/
サーバアプリネットワーク

無料提供
クラウド

Eメール

Eメール

TIPS
無料クラウドサービス「おんどとり Web
Storage」を利用することで、スマート端
末でもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度・湿度をはじめ様々なデータの確認ができます。詳しくは 60P をご参照
ください。

14

温度

湿度

照度 / UV

CO2

電圧

4-20mA

パルス数

クラウド

スマホ

校正

アラート

デモ機貸出

自動収集

専用アプリ T&D 500B Utility

ス マ ート 端 末 で 利 用 で きるRTR500BW /RTR500BM用 設 定 ア プ リ で す。 近 距 離ではBluetooth、遠隔ではおんどとり Web
Storageを介して機器の設定が可能です。
対応OS: iOS

対応ソフトウェア

ティアンドデイでは、各製品のWindows
アプリを無料で提供しています。詳しくはwebにてご確認ください。
https: / / www.tandd.co.jp /software /防水

15

ワイヤレスデータロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目
使用
方法

16

多岐に渡る
測定項目。

様々な項目を測定したい。

様々な用途への適応性、汎用性。

無線ネットワークでデータを収集したい。
独自システムを構築 したい。
クラウド が使いたい。
警報監視 が欲しい。

ORIGINAL
APP

自動収集 で運用したい。

使用環境

Product features

屋内 / 屋外
冷蔵

管理システム、
ネットワークの構築。

輸送
冷凍

広い空間の複数か所 の温度管理など。

複数の拠点にまたがる測定データの統合管理。
17

ワイヤレスデータロガー

データ収集機型番

USB接続したパソコンに自動収集
無線の中継機として使用可能

無線 / 有線LAN接続の収集機
ネットワークでデータ共有

データ転 送無線 有線
携帯電話回線 USB
LAN LAN

データ確 認

おんどとり
Web Storage（クラウド）

データ確 認
イントラネット 液晶

警報の確認方法

Eメール
ソフトウェア/ブラウザ

RTR500BC

※1

本体電源

価格

仕様
詳細

Web サイトUSBバスパワー※2
単3アルカリ電池×2
ACアダプタ30,000円(税込 33,000円)

87P

バッテリ接続用アダプタ※3

外部接点出力Eメール
ブラウザ

RTR500BW

本体LED

ACアダプタPoE

47,000円(税込 51,700円)

87P

※1

4Gデータ通信で自動データ送信

遠隔地・移動体のデータ管理に外部接点出力Eメール/SMS

RTR500BM

（LTE）

ブラウザ
本体LED
※1

単3アルカリ電池×4
ACアダプタ
バッテリ接続用アダプタ※3

57,000円(税込 62,700円)

87P※1：測定値オーバー / センサ異常 / 無線通信エラー / 電池残量警告※2: RTR500BCを親機として使用する場合は、USBバスパワーで動作するので別途電源は不要です。※3：条件に合うバッテリを別途用意してください。

18

19

ワイヤレスデータロガー

子機

子機

センサ内蔵で高い防水性

外付けセンサで早い応答性
温度センサ付属オプションセンサあり

温度・湿度を同時に測定記録

高精度・広範囲の温湿度測定に接続モジュールにより多様な測定項目に対応

RTR505B

高精度温湿度センサ

RTR501B

RTR502B

RTR503B

RTR507B

RTR501BL

RTR502BL

RTR503BL

RTR507BL（ロングバッテリタイプ） （ロングバッテリタイプ） （ロングバッテリタイプ） （ロングバッテリタイプ）

防水性能

IP67

温度
- 60～155℃

IP64

湿度10～95%RH

IP64（センサは除く）

温度- 25～70℃

湿度
0～99%RH

IP64（センサは除く）

温度/電圧/4 - 20mA/パルス数

Ptセンサ：-199～600℃
熱電対センサ：-199～1760℃
電圧：0～22V
電流：0～20mA
パルス数：0～61439カウント（入力周波数 0～3.5kHz）

33,000円(税込 19,800円)

ロングバッテリタイプ

ロングバッテリタイプ

ロングバッテリタイプ

ロングバッテリタイプ

ロングバッテリタイプ(税込 24,750円)(税込 26,950円)(税込 33,550円)(税込 41,250円)(税込 24,750円)

88P

88P

88P

22,500円

89P

湿度0～99%RH（at - 20～70℃）

照度
0～130000lx

紫外線0～30mW/㎠

温度- 25～70℃

温度
0～55℃
湿度
10～95%RH
CO2
0～9,999ppm（温度、湿度のみ）

湿度
0～99%RH（at - 20～70℃）

CO2
0～9,999ppm（温度、湿度のみ）

41,000円

47,000円

62,000円

68,000円(税込 45,100円)(税込 51,700円)(税込 68,200円)(税込 74,800円)

90P

90P

90P

90P

サイト

Web

サイト

Web

※Ptセンサ接続時以外の校正については他の校正機関にお問い合わせください。

20

仕様詳細

仕様詳細

88P

価格

価格

(税込 36,300円)

37,500円

RTR-576-S

18,000円(税込 28,600円)

30,500円

照度
0～130000lx
紫外線0～30mW/㎠

IP64(税込 22,000円)

24,500円

湿度10～95%RH（入力モジュールは除く）(税込 19,800円)

22,500円

温度- 25～70℃

温度
0～50℃

校正※

校正
26,000円

RTR-576

RTR505BL（Pt100/Pt1000センサのみ）

20,000円

RTR-574-S

生活環境のCO2濃度測定に（ロングバッテリタイプ）※

18,000円

RTR-574

測定項目

測定項目

温度
- 40～80℃

温度
0～55℃

照度・紫外線の積算値も表示

モジュール別売※温度、湿度以外の校正については他の校正機関にお問い合わせください。

21

Bluetooth® 対応温度湿度データロガー

Bluetooth® 対応温度湿度データロガー

TR4A series
スマートフォンでかんたん
温度・湿度管理。

スマホで温湿度データを収集・確認。そのままクラウドへ自動送信。
Bluetooth®で温湿度管理をもっと簡単に。

用途に応じた4つのタイプの温湿度ロガー。

専用アプリをインストールしたスマート端末で機器設 定や温 度・湿 度データの収 集、グラフ表示、
モニタリング、レポート作成などができます。アプリがクラウドに自動 送 信 するデータは、パソコンでもスマート端末でも確認が可能です。

TR41Aは 高 い 防 水 性 を 備 え、 温 度 の 変 化 に 緩やかに反応する内蔵温 度センサタイプ。TR42 A
は温 度の変 化に対する反 応が早く、水温・地温などの計測にも適した外付け温度センサタイプ。
TR43Aは気温・湿度の計測が可能なタイプ。
TR45は 汎 用の 熱電 対またはPtセン サ 規 格 に 対応し、用途に特 化した広 範囲の温 度を測定する
事が可能なタイプです（センサは別売です）。

データの流れ
測定・記録

データ収集
スマートフォン / タブレット

Bluetooth

無料提供クラウド

PC、スマホ、タブレットから閲覧可

専用アプリ(無料)
T&D Thermo
TR4 Report

TIPS
専用アプリ

T&D Thermo、TR4 Report

機器設定、記録データ吸い上げ、グラフ表示、
クラウド送信を行う"T&D Thermo"と、指定した期間の記録データからPDFレポートを作成する"TR4 Report"の2種類のスマート端末
用無料アプリをご用意。

22

温度

湿度

クラウド

校正

デモ機貸出

防水

スマホ

対応ソフトウェア
無 料 クラウド サ ービス「 おんどとり Web
Storage」を利用することで、スマート端末
でもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温 度の 確 認 が できます。詳しくは60Pをご参照ください。

T&D Graph

クラウドからダウンロードしたデータを詳し
く解析できるWindows用グラフソフト。

https: / / www.tandd.co.jp /software /23

Bluetooth® 対応温度湿度データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

使用
方法

使用
環境
24

Product features

測定したい項目が温度・湿度。

モバイルアプリ で 管理 したい。
クラウド が使いたい。

データ収集はアプリで、手動で。

Bluetooth®で簡単。

手軽にクラウドを活用できる。

簡単に 温度・湿度レポート を 作成。

屋内 / 屋外
冷蔵

輸送
冷凍
25

Bluetooth® 対応温度湿度データロガー

Lineup
型番

測定項目

防水

TR41A

温度
- 40～80℃

IP67

TR42A

温度
- 60～155℃

IP64

校正

価格

仕様詳細

Web サイト

センサ内蔵で高い防水性
14,000円(税込 15,400円)

91P

早い応答性。外付けセンサタイプ

16,000円(税込 17,600円)

91P

温度センサ付属オプションセンサあり

温度と湿度を同時に測定記録

TR43A

温度
0～55℃
湿度
10～95%RH

20,000円

IP64(税込 22,000円)(センサは除く)

91P

温湿度センサ付属
オプションセンサあり

熱電対・Pt100 / Pt1000センサを接続

温度

Pt100 / 1000

-199～600℃

TR45

Ptセンサ別売

熱電対-199～1760℃※（Ptセンサ使用時のみ）

16,000円(税込 17,600円)

91P

測定範囲は
使用センサによる※熱電対センサ使用時の校正については他の校正機関にお問い合わせください。

2627

小型防水データロガー

小型防水データロガー

TR-5i series
小型でシンプル。
おんどとりのロングセラー。

小型のボディに高い防水性と堅牢性。警報 LED を搭載。
専用収集機でパソコンにデータ取り込み。

多様な測定項目に対応したラインナップ。

TR-5iシリーズは無線機能やネットワーク機能を削ぎ落し、専用の収集機でデータ収集をすること
により、小型で堅牢、かつ防水性を備えたボディを実現しています。また本体に警報LEDを搭載し、設 定した閾 値を逸 脱した場 合に点 灯して異常をお知らせします。

TR-5iシリーズは、対応センサや測定項目ごとに異なる機種を用意しています。温度ロガーはサーミスタの内蔵センサと外付けセンサ、Ptセンサ、熱電対センサの4機種。それに電圧、4-20mA、パルスの3機種を加えた計7機種です。データロガーで記録したデータは専用収集機を使って USB でパソコンに取り込みます。

データの流れ
測定・記録

データ収集

光通信
TR-50U2の上にロガーを載せて使用

TR-50U2 (別売)

USB

PC

TIPS
対応ソフトウェア

T&D Recorder for Windows / T&D Graph

ティアンドデイ では、各製品の Windows ソフトウェアを無料で提供しています。
詳しくは web にてご確認ください。
https: / / www.tandd.co.jp / software /

28

温度

電圧

4-20mA

パルス数

校正

アラート

防水

29

小型防水データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

30

温度
4-20mA

本体LEDで上下限値アラーム。

電圧

パルス数

使用
方法

クラウド は 必要ない。

使用環境

屋内 / 屋外

データの回収 は、専用収集機でパソコンに。

冷蔵

Product features

小型。

堅牢。

防水。

輸送
冷凍
31

小型防水データロガー

Lineup
型番

測定項目

TR-51i

温度- 40～80℃

センサ内蔵で高い防水性

反応性の高い外付けセンサ

防水

校正

価格

14,000円

IP67(税込 15,400円)

仕様
詳細

92P

Web サイト

データ収集機

コミュニケーションポート

TR-50U2

データ収集
コミュニケーションポート
15,000円 (税込 16,500円)

TR-52i
温度センサ付属オプションセンサあり

広範囲の温度測定に

TR-55i-TC
熱電対センサK, J, T, S対応

広範囲の温度を高精度でTR-55i-Pt

温度- 60～155℃

温度- 199～1760℃
測定範囲は
使用センサによる温度- 199～600℃

Pt100 / Pt1000センサ対応
センサ別売

0～22Vの電圧信号を測定

TR-55i-V

電圧0～22v

最小分解能 0.1mV

16,000円

IP64

IP64

（入力モジュール
は除く）(税込 17,600円)

※

IP64

22,000円（入力モジュール
は除く）

IP64

（入力モジュール
は除く）

24,000円(税込 26,400円)(税込 24,200円)

22,000円※(税込 24,200円)※(税込 24,200円)※(税込 19,800円)

92P

93P

データロガーを載せてUSBをパソコンにつなげて
データ吸い上げ

93P

93P

プレヒート機能あり

0～20mA信号を測定

TR-55i-mA

接点入力 / 電圧入力
デマンド監視TR-55i-P

4 - 20mA
0～20mA

40mAまで動作可能

パルス数
0～61439カウント

入力周波数0～3.5kHz

IP64（入力モジュール
は除く）

IP64

（入力ケーブルは除く）

22,000円

18,000円

93P

93P※TR-51i / 52i / 55i-Pt以外の校正については、他の校正機関にお問い合わせください。

32

33

USB 接続データロガー

USB 接続データロガー

設定、データ収集はパソコンで。
USBケーブルでパソコンと接続。

TR-7Ui series
シンプル な使い心地。
USB接続タイプのデータロガー。

U S B ケーブルでパ ソコンに 接 続 するだけ でデータ収集ができます。シンプルで使い勝手の良いシリーズです。

※ ミニシリアルポート搭載：生産設備などから直接シリアル
通信 (オプション通信ケーブル：TR-07C利用) で測定値を取得できるコマンド資料を無償開示しています。

データの流れ

温度 / 湿度 + 大気圧・照度 / 紫外線・CO2

環境測定に便利な温湿度に加え、大気圧・照度/紫外線・CO2を測定可能な5機種のラインナップです。
TR-74Ui、TR-76Uiは高精度かつ広範囲の温湿度測定を実現するSタイプを選択できます。

温湿度＋大気圧：TR-73U
温湿度＋照度 / 紫外線：TR-74Ui、TR-74Ui-S
温湿度＋CO2：TR-76Ui、TR-76Ui-S

測定・記録

データ収集
USB
PC

TIPS
対応ソフトウェア

TR-73U : T&D Recorder for Windows / T&D Graph
TR-74Ui : Illuminance UV Recorder for Windows / T&D Graph
TR-76Ui : CO2 Recorder for Windows / T&D Graph

34

温度

湿度

照度 / UV

CO2

大気圧

校正

ティアンドデイ では、各製品の Windows ソフトウェアを無料で提供しています。
詳しくは web にてご確認ください。
https: / / www.tandd.co.jp / software /35

USB 接続データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

大気圧 も 測りたい 。

Product featuresα。

温度湿度に+

使用環境
36

温湿度 + 照度UVで美術館博物館など。

照度・UV も 測りたい 。
CO2 も 測りたい。

TR-76Ui

使用
方法

TR-74Ui

クラウド は 必要ない。

温湿度 + CO2で教室やオフィスなど。

TR-73U

温湿度 + 大気圧でクリーンルームなど。

パソコンとUSB接続 して データ収集。

雨や水滴等で 濡れない環境 での使用。

37

USB 接続データロガー

Lineup
型番

測定項目

大気圧・温度・湿度を測定

校正※

価格

仕様
詳細

Web サイト

温度

付属センサで0～50℃

オプションセンサで- 40～110℃

TR-73U

湿度10～95%RH

35,000円(税込 38,500円)

94P

大気圧
750～1100hPa

大気圧センサ内蔵
温湿度センサ付属

照度と紫外線は積算値表示も

温度

TR-74Ui

湿度
照度

0～55℃
10～95%RH
0～130klx

35,000円(税込 38,500円)

95P

紫外線 0～30mW/㎠
温度

TR-74Ui-S

照度

0～99%RH（at -20～70℃）

0～130klx

41,000円(税込 45,100円)

95P

紫外線 0～30mW/㎠

照度UVセンサ/ 温湿度センサ付属（TR-74Ui）
照度UVセンサ/ 高精度温湿度センサ付属（TR-74Ui-S）

生活環境のCO2濃度を温度・湿度と同時測定

温度

TR-76Ui

TR-76Ui-S
CO2センサ内蔵
温湿度センサ付属（TR-76Ui）
高精度温湿度センサ付属（TR-76Ui-S）

湿度- 25～70℃

0～55℃

湿度

10～95%RH

CO2

0～9,999ppm

温度- 25～70℃

湿度
CO2

0～99%RH（at -20～70℃）

54,000円(税込 59,400円)

60,000円(税込 66,000円)

95P

95P

0～9,999ppm※温度、湿度、大気圧以外の校正については他の校正機関にお問い合わせください。

38

39

4ch 電圧・熱電対データロガー

4ch電圧・熱電対データロガー

MCR-4 series
高速、高分解能、大容量 の多チャンネルロガー。

豊富な市販の汎用センサを接続。
高速・高分解能の多チャンネル測定を可能に。
データ収集はUSBケーブルでパソコンと直接接続。SDカードも利用可。

温度と電圧の2機種。単体で4ch。組み合わせは自由に最大16ch。

最 短2msecで高速記録可能な性能に合わせて
大 容 量 の内 蔵 メモリを搭 載。 さらにSDカードを挿 入す れ ば、 自 動 書き出し 機 能 により長 期の記録にも対応できます。

各種センサから出力される計装信号(DC1-5V、±24V等)に対応したMCR-4V、熱電対温度センサ(K,J,T,
S,Rタイプ)に対応したMCR-4TCがあります。組み合わせは自由に4台まで連結し、最大16チャンネルの同期記録を実現します。

データの流れ
測定・記録

データ収集

SDカードを挿入すれば記録容量を増強可能USB

PC

4台まで連結可能

TIPS
対応ソフトウェア

MCR for Windows / T&D Graph
ティアンドデイ では、各製品の Windows ソフトウェアを無料で提供しています。
詳しくは web にてご確認ください。
https: / / www.tandd.co.jp / software /

温度

40

電圧

41

4ch 電圧・熱電対データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

使用
方法

使用
環境
42

温度、電圧 の 多チャンネル測定。

クラウド は 必要ない。

記録間隔 を ミリ秒単位 にしたい。
長期間の記録 を行いたい。

Product features

1台で4ch・4台連結で本体の記録容量が大きい。
＋
SDカードも使える。

ミリ秒間隔で記録できる。

実験・研究の現場で活躍。

最大16ch同時測定記録。

SDカードにデータを保存 したい。

屋内

雨や水滴等で 濡れない環境 での使用。

43

4ch 電圧・熱電対データロガー

Lineup
型番

測定項目

校正※

価格

仕様詳細

Web サイト

最短記録間隔2ミリ秒
最大記録容量480,000データ

電圧

MCR-4V

測定レンジ±300mV / ±1.5V / ±6V / ±24V / Auto
絶対最大入力電圧 ±50V

42,000円(税込 46,200円)

96P

熱電対センサK, J, T, S, Rに対応
最大記録容量960,000データ

MCR-4TC

温度- 270～1760℃

測定範囲は使用センサによる

42,000円(税込 46,200円)

96P※ティアンドデイでは、電圧校正や熱電対センサの温度校正に対応しておりません。
校正が必要な場合は、他の校正機関にお問い合わせください。

44

45

食品中心温度データロガー

食品中心温度データロガー

RTR-600series
ワイヤレス対応
食品中心温度データロガー。

食品の中心温度を計測。記録したデータは無線で自動収集。
簡単操作で食品の中心温度を計測。データは無線で自動収集、サーバに自動送信。

用途に応じた4種の異なるセンサタイプ。

RTR-600シリーズは、食品温度管理の手間を大幅に 軽 減します。本体 のRECボタンを押す だけで、品目、担当者、測 定 時 刻、上下限 値の 判 定 結果を記 録 。RTR- 602本体に蓄 積された記 録 データは、専用のデータ収 集機(親機)が定期的に無線 通信
で自動収 集、さらに自動でクラウドや指定のサーバに送信されます。

RTR-600シリーズのデータロガーは、センサの形状と長さにより機種が分かれています。片手で扱えて作業性が良いセンサ一体型と、手の届きにくい場所の中心温度も手元で確認できるセンサ分離型の2タイプ4機種をラインナップ。無線通信によるデー
RTR500B
タ収 集 にはRTR500BWの 親 機 を用 い、シリーズのデータロガーと組み合わせた使用も可能です。本シリーズをお使いになるには、RTR-600BD(専用充電器)と親機が必要です。

データの流れ※RTR���Bシリーズの親機を使用しますが、親機として使えるのはRTR���BWのみです。
（中継機としてRTR���BCを使うことは可能。
）※RTR���Bシリーズの子機との併用ができ、冷蔵庫や施設内の温度などを含めた総合的な管理システムを構築することもできます。

TIPS
対応ソフトウェア
無料クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を利用すること
で、スマート端末でもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温
度の確認ができます。
詳しくは60Pをご参照ください。

RTR500BW for Windows
RTR-600 設定ユーティリティ

ティアンドデイでは各製品のWindowsソフ
トウェアを無料で提供しています。
詳しくはwebにてご確認ください。
https: / / www.tandd.co.jp / software /46

47

食品中心温度データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目

使用
方法

Product features

500Bシリーズと連携して調理環境や冷蔵、冷凍の管理も。

食品中心温度。

食の安全 を守りたい。
クラウド を活用 したい。

食品中心温度が測れます。

品目、作業者、
アラート閾値の設定も。

自動収集 で運用 したい。
温度の上下限値測定 が欲しい。

使用
環境
48

食品調理の現場。

49

食品中心温度データロガー

データ収集機
型番

データ転 送無線
LAN

データ確 認有線
携帯電話回線 USB
LAN

無線 / 有線LAN接続の収集機
ネットワークでデータ共有

おんどとり
Web Storage（クラウド）

RTR500BW

価格

無線の中継機として使用可能

RTR500BC

イントラネット

PC

液晶

本体電源

ACアダプタ他関連機器
型番

データ確 認30,000円(税込 33,000円)

仕様
詳細

価格

47,000円(税込 51,700円)

仕様
詳細

Web サイト87P

Web サイト

87P

専用充電器

RTR-600BD

50

14,000円(税込 15,400円)

97P

51

食品中心温度データロガー

データ測定機
型番

測定項目

センサタイプ

防水

警報

校正

価格

仕様詳細

Web サイト一体型
ショートセンサ

40,000円

RTR-602S(税込 44,000円)

温度- 60～250℃

センサ長: 135mm

IP68

本体 LED

97P

一体型
ロングセンサ42,000円

RTR-602L(税込 46,200円)

センサ長: 310mm

専用充電器とデータ収集機が別途必要

分離型
ショートセンサ

47,000円

RTR-602ES(税込 51,700円)

温度- 60～250℃

センサ長: 135mm
グリップ長: 126mm
ケーブル長: 900mm

IP68

本体 LED

97P

分離型
ロングセンサ49,000円

RTR-602EL

専用充電器とデータ収集機が別途必要

52(税込 53,900円)
センサ長: 310mm
グリップ長: 126mm
ケーブル長: 900mm

53

シンプル温度湿度データロガー

シンプル温度湿度データロガー

スマホで気軽 に
温湿度 をチェック。

住まいやオフィスにも映えるフォルム。シンプルな Bluetooth 対応データロガー。
Bluetooth®通信でスマート端末から確認。

かんたん設置で日常の温湿度をチェック。

おんどとりeaseは、専用アプリをインストール®
した スマート 端 末 か ら、Bluetooth 通 信 に よ
りデ ー タロ ガー に 記 録した 温 湿 度 デ ー タの 収
集、機器設定、グラフ表示ができるシリーズです。
アプリからクラウドへデータの送信もでき、いつでもどこでも温湿 度のデータを手軽に確 認 ができます。

内蔵センサで温度と湿度が測定でき、インテリアになじみの良いシンプルなフォルムを持つおんどとりeaseは、日常の快適な空間づくりに最適です。単３
アルカリ電池１本で動作し設置はかんたん。住宅やオフィス内での設置場所の移動も気軽に行えます。

データの流れ
測定・記録

データ収集
スマートフォン / タブレット

Bluetooth

無料提供クラウド

PC、スマホ、タブレットから閲覧可

専用アプリ(無料)
T&D Thermo

TIPS
専用アプリ
T&D Thermo

T&D Thermo はおんどとり ease シリーズの設定、記録データ吸い上げ、グラフ表示などを行うスマート端末用の専用アプリです。

温度

湿度

クラウド

スマホ

対応 OS :

対応ソフトウェア
無 料 クラウド サ ービス「 おんどとり Web
Storage」を 利 用することで、スマート端
末でもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度・湿度の確認ができます。詳しくは60Pをご参照ください。

T&D Graph

クラウドからダウンロードしたデータを詳し
く解析できるWindows用グラフソフト。

iOS / Android
https: / / www.tandd.co.jp /software /

デモ機貸出

54

55

シンプル温度湿度データロガー

こんなとき、
あなたを助けてくれる。
測定
項目
使用
方法
使用
環境
56

Product features

スマホで確認できる、
かんたん温湿度ロガー。

温度
湿度
温湿度の測定 を 手軽に 始めてみたい。

日常環境の温湿度を確かめるのに最適。

クラウド が使いたい。

モバイルアプリ で 気軽に確認。

データ収集はアプリで、手動で。
屋内

オフィスや住宅57

シンプル温度湿度データロガー

データ測定機
型番

測定項目

価格

お手軽
シンプルロガー

TR32B

58

温度
0～50℃
湿度
10 ～ 90%RH

14,800円(税込 16,280円)

仕様
詳細

Web サイト

97P

59

校正サービスのご案内

データ は もう見る場所 を選ばない。

いつでも “どこでも” 無料で使えます。
データロガー「おんどとり」専用のクラウドサービス。対応機器のデータを送信しておけば無料で保存。パソコンからもスマート端末
からも自在に閲覧。あなたのデータ管理を強力にバックアップする、
おんどとり Web Storage です。

トレーサビリティ※のとれた標準器を用い、指定された環境下で当該装置が表す値が標準器とどれだけの誤差があるかの証明を行います。
JIS では「計器または測定系の示す値、もしくは実量器または標準物質の表す値と、標準によって実現される値との間の関係を確立する一連の作業。( 備考 : 校正には、計器を調整して誤差を修正することは含まない。)」と定義されています。(JIS Z8103)※標準器または測定器が、より高位の測定標準によって次々と校正され、国家標準・国際標準につながる経路が確立されていること。

ウォッチリスト

よく見る機 器 を登 録することができますハウス� ￨ 東エリア

最終更新：�� 分 前ハウス� ￨ 西エリア

温度・湿度

最終更新：�� 分前

ハウス� ￨ 南エリア

最終更新：�� 分前

ハウス� ￨ 北エリア

最終更新：�時間前ハウス� ￨ 水源

校正証明書

最終更新：��分前

校正対象

ひとつのアカウントで何台ものおんどとりを管理

トレーサビリティ体系図

温度 -80℃～ 200℃※ 1
湿度 10%RH ～ 90%RH (25℃± 1℃における )「① 基本料金」＋「②校正料金」の合計＋税になります。
① 3,500 円 ( 税込 3,850 円 )( 台数、機種に関係なく 1 回のご依頼における基本料金 )② 校正料金 1. 温度校正 -50℃～200℃ 1点あたり4,000円（税込4,400円）
2. 温度校正 -80℃～-51℃ 1点あたり8,000円（税込8,800円）
3. 湿度校正 10%RH～90%RH 1点あたり8,000円（税込8,800円）

料金

無料で登録
すぐに始められる

試験成績書

24時間、365日
あなたの代わりにデータ監視●試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図は上記料金に含まれます。●新規購入時にご依頼の場合、温度25℃指定、湿度50%RH
指定もしくは温湿度25℃・50%RH指定の校正は、台数・機種に関係なく基本料金を20,000円 (税込 22,000円) にてお受けします。●試験温度・湿度につきましては、ご依頼の数値付近とさせていただきます。
計算例 : お客様がすでにお使いいただいている温度 1Ch タイプの製品 3 台を、30℃と 50℃でご依頼の場合[ 基本料金 30,000 円＋ ( 温度校正料金 4,000 円× 2 点 ) × 3 台分＝ 54,000 円 ( 税込 59,400 円 )]校正機関

高山理化精機株式会社に委託しております。

※1: 校正可能な温度は各製品の測定温度範囲に準じますが、TR7シリーズ、TR-7Uiシリーズと旧機種 (TR71A, TR-71wb, TR-71wf, TR-71 / 72, TR-71S / 72S,
TR-71U/ 72U, TR-71Ui / 72Ui ) の内蔵センサにつきましては0℃以上とさせていただきます。

メールアドレスとパスワードをご用意いただくだけで即座にアカウントの作成が可能です。

複数機器のデータを Web ブラウザ上で一覧表示 / グラフ表示。データのダウンロードもブラウザから可能です。

異常時にメールやブラウザ上のアラート
表示でお知らせする機能を備えています。
( 機種によりアラートの仕様は異なります。)

大気圧

連携アプリケーションでさらに便利に
おんどとり Web Storage と連携してより幅広いデータ活用を可能にするスマート端末用アプリや Windows 用ソフトを揃えています。

校正証明書 ( 試験結果含む )

校正対象
料金
校正機関

トレーサビリティ体系図

気圧 750hPa ～ 1100hPa
1 台につき 58,000 円 ( 税込 63,800 円 ) になります。
JQA ( 一般財団法人日本品質保証機構 ) に委託しております。

●校正点は5ポイントまで指定可能です。 ●校正証明書 (試験結果含む)・トレーサビリティ証明書(トレーサビリティ体系図含む)は上記料金に含まれます。
●校正環境温湿度は、温度23℃前後、湿度30～70%RH前後です。

デモサイト で試してみましょう

校正サービスご依頼の手順はこちら >>>https://www.tandd.co.jp/proofreading/

おんどとり Web Storage のトップページから、登録不要ですべての機能を確認できるデモサイトをご利用いただけます。
60

https: / /ondotori.webstorage.jp /61ティアンドデイの散水ソリューションがここに結実。スマート端末からのタイマー設定で決められた時間にバルブを開閉する、Bluetooth® / 無線

LAN搭載のIoT自動水やり機"SMART VALVE"シリーズ。

あなたの水やり、

6262

もっとスマートに。

63ティアンドデイのスマホで使う IoT 自動水やり機
取り付け方法と流量で選べる、ふたつのタイプ

配管用潅水タイマーバルブ

蛇口用散水タイマー

DOV-25BT

SJ1

接続方法

配管途中に接続（Rc ねじ込み式・口径：25A）

給水側：専用ホースで蛇口に接続
散水側：ワンタッチ継手に接続

適用水流量

1 〜 100L / 分

型番

適用水圧

電源 / 電池寿命

アプリケーション

0.1 ～ 0.7MPa（1 ～ 7kgf / cm2）
リチウム電池（CR123A）1 本 / 最長約 1 年

蛇口に接続し、ホースに送る水をタイマー制御する
自動散水機。ご家庭や小規模な環境の水やりに最適。

Bluetooth® 直接通信または無線 LAN 経由※ 1 による散水タイマー設定、
散水履歴の確認、マニュアル散水※ 2 / 無線 LAN 経由でのプッシュ通知

共通アプリで一括管理

T&D SmartValve

散水タイマー設定
散水履歴の確認マニュアル散水

無線 LAN 経由でのプッシュ通知
遠隔地からの設定変更 ※タイマー設定スマートフォン・タブレット用アプリ※ 1：インターネットに接続できる無線 LAN 環境が必要です。
※ 2：無線 LAN 経由のマニュアル散水はスマジョロのみ

通信インターフェース
無線 LAN 通信間隔

単三アルカリ乾電池２本 / 最長約 1 年

スマートフォン・タブレット用アプリ "T&D SmartValve"(Android OS、iOS 対応 )

アプリで
できること
配管に接続したバルブをタイマーで自動開閉。
農業や施設での大流量潅水にも、らくらく対応。

1 ～ 17L / 分

水圧 0.3MPa(3kgf / cm2)、
市販ホース ( φ 15)30m 使用した場合：17 リットル

Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy)
無線 LAN IEEE 802.11b / g / n(2.4GHz のみ )1. 10 分 / 1 時間 / 2 時間から選択（休止時間帯の指定可能）

10 分 / 1 時間 / 2 時間から選択（休止時間帯の指定可能）

2. 1 日 4 回定期通信（0:30 / 6:30 / 12:30 / 18:30 )設定可能数

最大 20 件

設定内容

曜日、開始時刻、散水時間、散水間隔、温度条件

開始時刻

0:00 ～ 23:59 (1 分単位 )散水時間

5 秒～ 23 時間 59 分 55 秒まで (5 秒単位 )

温度センサ
サイズ
価格
仕様詳細

外付け型（オプション・2ch）
バルブ部 : H70 × W106 × D75 (mm)制御部 : H53 × W120 × D85 (mm)21,000 円

おトクな▶

28,000 円

本体一体型（1ch）
H98 × W99 × D94 (mm)14,800 円( 税込 23,100 円 ) センサセット ( 税込 30,800 円 )( 税込 16,280 円 )

98P

98P

Web サイト※電池消耗を抑えるため一定の間隔で無線 LAN 通信を行います。そのため設定反映まで時間がかかる場合があります。

64

65

配管用自動散水タイマー

配管用潅水タイマーバルブ

DOV-25BT

は水やりの手間 を軽減するため に生み出されたタイマーバルブです。

配管に接続したバルブをタイマーで自動開閉。
農業や施設での大流量潅水にも対応。
DoValveはBluetooth® / 無線LAN機能を搭載し、決められた時間にバルブを開閉して水やりをコントロール
する散水機です。1インチ（25A）のパイプに接続するバルブ部と、電池で動作し開閉を制御するコントローラ部から構成され、電源や制御盤の位置を気にすることなく設置できます。スマート端末の専用アプリから、曜日、
時間、散水間隔といったきめ細やかなタイマー条件の設定が簡単に可能。インターネットに接続できる無線
LAN環境があれば、遠隔から設定変更や散水予約、散水履歴の確認も可能です。

DoValveと温度センサのセットもご用意しています。
オプションの温度センサ(TSB-1351・別売)を使用することで、タイマー設定に加え温度条件によるバルブ開閉の制御が可能になります。例えば、10分 間 隔のタイマー散 水に温 度 条 件を追 加することで、10分ごとに温 度を判定して設 定温 度を超えたときに水を撒くような使い方ができます。

操作の流れ
設置

専用アプリで設定

配管に接続

スマートフォン /タブレット
Bluetooth
無線LAN
専用アプリ(無料)
T&D SmartValve

TIPS
専用アプリ T&D SmartValve

配管接続

66

スマホで
操作

スマート端末に T&D SmartValve をインストールすることで、すぐに DoValve
DOV-25BT の各種設定やバルブ開閉の操作が始められます。
対応 OS：iOS / Android
https: / / www.tandd.co.jp / software / td-smartvalve.html

67

蛇口用自動散水タイマー

蛇口用自動散水タイマー

蛇口に接続し、ホースに送る水をタイマー制御。
ご家庭や小規模な環境の水やりに最適。

SJ1®
スマジョロは、Bluetooth /無線LAN機能を搭載した自動散水タイマーです。散水の設定や確認は、すべて
スマート端末の専用アプリから。曜日、時間、散水間隔、気温といった設定条件通りに水やりを制御します。
給水は、蛇口に専用ホースをつなぐだけ。水の出口は一般的な散水ホース用のワンタッチ継手に対応した形状なので、様々な散水器具を接続できます。また、インターネットに接続できる無線LAN環境があれば、遠隔から設定変更や散水予約、散水履歴の確認も可能です。

で、あなた を水やりの手間 から自由 に。

操作の流れ
設置

専用アプリで設定

蛇口に接続

スマートフォン /タブレット
Bluetooth
無線LAN
専用アプリ(無料)
T&D SmartValve

TIPS
専用アプリ T&D SmartValve

蛇口接続

68

スマホで
操作

スマート端末に T&D SmartValve をインストールすることで、すぐにスマジョロ
SJ1 の各種設定やバルブ開閉の操作が始められます。
対応 OS：iOS / Android
https: / / www.tandd.co.jp / software / td-smartvalve.html

69

OPTIONオプション

豊富なセンサ、
使いやすさを向上させるオプション類。
あなたの用途に最適なものをお選びください。

オプション INDEX
センサ

温度センサ

72P

照度・紫外線センサ

76P

センサ延長ケーブル

77P

温湿度センサ74P

DoValve対応温度センサ

76P

受注生産センサ

Pt100 ステンレス保護管温度センサ

78P

Pt100 フィルム温度センサ

入力モジュール

その他        

82P

電源

83P

通信ケーブル

84P

ソフトウェアセット

85P

メンテナンスセット・バッテリ
壁面アタッチメント
アンテナ

外部警報接続ケーブル
70

80P

83P

84P
85P
85P

71

Sensorオプション センサ

オプション センサ

★付属センサ●対応センササーミスタ(温度検知部)は先端のごく一部分に組み込まれています。腐食性ガスによる影響のない環境で使用してください。

■ TR71A2■ TR-71nw■ TR-73U
対応

温度センサ

測定範囲 -40～110℃

TR-0106
型番・スタイル

用途
ケーブル素材
ケーブルの長さ ※別売の延長ケーブルで延長できる長さ
価格■ RTR502B (L)■ TR42A■ TR-52i
対応

温度センサ

TR71A2
対応
TR-71nw
機種
TR-73U

型番・スタイル

TR-0406

TR-0506

TR-0706

ビス止め

ステンレス
保護管

ステンレス
保護管

ステンレス
保護管

ステンレス
保護管

円筒形φ5.5

円筒形φ6.0

尖形φ6.0鋭尖形φ5.6

M3圧着端子と圧縮チューブ

空気中
約190秒

40 mm / 防水

200 mm / 防水

300 mm / 防水TR-1320

防水

ステンレス
保護管

ステンレス
保護管

円筒形φ3.0

円筒形φ2.0攪拌水中約11秒

空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

空気中 約150秒
攪拌水中 約7秒

空気中 約90秒
攪拌水中 約3秒

フッ素樹脂
φ2.2

185 mm / 防水

70 mm / 防水

気温

金属面温度

攪拌水中
約11秒

攪拌水中
約15秒
汎用

中心温度

中心温度

TPE樹脂被覆電線（防水性能なし）

TPE樹脂被覆電線（防水性能なし)

TPE樹脂被覆電線（防水性能なし）

TPE樹脂被覆電線（防水性能なし）

TPE樹脂被覆電線（防水性能なし）

TPE樹脂被覆電線（防水性能なし)

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

0.6m

0.6m

0.6m

0.6m

0.6m

0.6m

0.6m

2.0m

2.0m

3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで2,500円

2,800円

汎用

3,500円

3.800円攪拌水中
約10秒

TR-122070 mm / 防水TR-1106

空気中
約210秒

4,900円

6,500円

3,800円

6,000円

6，500円(税込 2,750円)(税込 3,080円)(税込 3,850円)(税込 4,180円)(税込 5,390円)(税込 7,150円)(税込 4,180円)(税込 6,600円)(税込 7,150円)

★

●

●

●

●

●

●

●

●

★

●

●

●

TR-5101

TR-5106

フッ素樹脂
φ2.2

防水

●
●

●
●

●
●

●
●

●

TR-5530

●

●

フッ素樹脂

ステンレス
保護管

ステンレス
保護管

ステンレス
保護管

フッ素樹脂
モールド加工φ2.2

円筒形φ3.0

円筒形φ2.0

尖形φ2.0ステンレス
保護管

極細高感度ス
テンレス保護管30 mm / 防水

円筒形φ1.0

防水

185mm / 防水

70 mm / 防水

70 mm / 防水

円筒形φ3.2

TR-562040 mm / 防水

空気中 約90秒
攪拌水中 約3秒

空気中 約150秒
攪拌水中 約15秒

空気中 約50秒
攪拌水中 約1秒

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

フッ素樹脂被覆電線（防水性能あり）

45mm

0.6m

2.0m

2.0m

2.0m

3.0m

2.0m

3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで3.0mまで

気温

RTR502B(L)
対応
TR42A
機種
TR-52i

TR-5420

空気中 約90秒
攪拌水中 約3秒

用途

価格

TR-5320

空気中 約150秒
攪拌水中 約7秒

空気中約80秒

別売の延長ケーブルで延長できる長さ

TR-5220

空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

90%応答

ケーブルの長さ ※72

TR-0306

測定範囲 -60～155℃

ケーブル素材※ケーブルの長さには保護管などは含まれません。

TR-0206

50mm

90%応答

※ケーブルの長さには保護管などは含まれません。

測定範囲 -60℃～155℃

3,600円

汎用

3,800円

汎用

6,000円

汎用

6,500円

中心温度7,500円

水中用12,800円

高速応答11,000円(税込 3,960円)(税込 4,180円)(税込 6,600円)(税込 7,150円)(税込 8,250円)(税込 14,080円)(税込 12,100円)

●

★

●

●

●

●

●

●
●

★
★

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

73

Sensorオプション センサ
■ TR72A2■ TR-72nw■ TR72A2-S■ TR-72nw-S■ TR-74Ui■ TR-74Ui-S■ TR-76Ui■ TR-76Ui-S■ RTR-574■ RTR-574-S■ RTR-576■ RTR-576-S
対応

温湿度センサオプション センサ

★付属センサ●対応センサ

測定範囲 0～55℃ / 10～95％RH

THA-3001

THA-3151高精度-25～70℃
0～99%RH

SHA-3151

型番・スタイル

測定
範囲
測定
精度

温度

湿度

温度

湿度

90%応答
ケーブルの長さ

別売の延長ケーブルで延長できる長さ
価格

TR72A2TR-72nw
TR72A2-S
TR-72nw-S
対応機種

TR-74Ui
TR-74Ui-S
TR-76Ui
TR-76Ui-S
RTR-574
RTR-574-S
RTR-576
RTR-576-S

0～55℃

0～55℃

-25～70℃

10～95%RH

10～95%RH

±0.5℃

±0.5℃

0～99%RH ※±5%RH
at 25℃, 50%RH±2.5%RH
at 15～35℃, 30～80%RH

約7分

約7分

約7分

-

1.5m

1.5m

9.0mまで9.0mまで9.0mまで7，800円(税込 8,580円)

★
★
●
●
●
●
★
●
●
●
★
●

8,800円(税込 9,680円)

●
●
●
●
★
●
●
●
★
●
●
●

※ 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。

温湿度センサ

測定
範囲
測定
精度

★
●
★
●
★
●
★

0～50℃

湿度

10～95%RH

10～95%RH

湿度

平均±0.3℃±5%RH
at 25℃, 50%RH

平均±0.3℃±5%RH
at 25℃, 50%RH

約7分

約7分

-

1.0m

1.0mまで延長不可

温度

別売の延長ケーブルで延長できる長さ
価格

TR-73U

●

●

0～50℃

温度

ケーブルの長さ●★

TR-311090%応答

17,000円★

TR-3100
型番・スタイル(税込 18,700円)

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。 ● 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、高精度センサ
を除くセンサは約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。 ● 高精度センサの経年変化は1%RH/年以下、±0.1℃/年以下です。
●

対応±0.3℃ at 10～40℃±0.5℃ at それ以外

±5%RH
at 25℃, 50%RH

測定範囲 0～50℃ / 10～95%RH■ TR-73U■ TR43A■ RTR503B (L)■ RTR507B (L)対応

温湿度センサ7,800円(税込 8,580円)★

8,800円(税込 9,680円)●

測定範囲 0～55℃ / 10～95%RH

高精度-25～70℃
0～99%RH

THB3001

TR-3310

SHB-3101

0～55℃

0～55℃

-25～70℃

湿度10～95%RH

10～95%RH

湿度

±0.5℃

±5%RH
at 25℃, 50%RH

平均±0.3℃

0～99%RH ※1

型番・スタイル

測定
範囲
測定
精度

温度

温度

90%応答
ケーブルの長さ

別売の延長ケーブルで延長できる長さ
価格

TR43A
対応
RTR503B(L)機種
RTR507B(L)±0.3℃ at 10～40℃±0.5℃ at それ以外

±5%RH
at 25℃, 50%RH±2.5%RH
at 15～35℃, 30～80%RH

約7分

約7分

-

1.0m

1.0m

延長不可

延長不可

3.0mまで約11分 ※27,800円

8,800円(税込 8,580円)(税込 9,680円)

●

★

★

●

※1：60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※2：RTR503Bで使用する時の90%応答は約13分、RTR503BLで使用する時の90%応答は約16分です。

17,000円(税込 18,700円)★

● 結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。 ● 通常の条件下であってもセンサの感度や精度は劣化しますので、高精度センサ
を除くセンサは約1年間の使用を目安に交換をおすすめします。 ● 高精度センサの経年変化は1%RH/年以下、±0.1℃/年以下です。

74

75

Sensorオプション センサ

★付属センサ■ TR-74Ui■ TR-74Ui-S■ RTR-574■ RTR-574-S

照度・紫外線センサ

型番・スタイル

測定範囲

対応

ISA-3151

測定精度

0～130,000 lx

紫外線強度

0～30mW㎡

照度

最小 0.01 lx

紫外線強度

最小 0.001mW/㎠

照度
紫外線強度 ※1

価格

防水性能
なし

防まつ形
生活防水

防まつ形
生活防水

防水性能
なし

ケーブル長
3.0m

3,000円(税込 3,300円)

耐熱温度-25～60℃

ケーブル長
3.0m

3,500円(税込 3,850円)

RTR502B /
502BL

●

TR42A

●

TR-52i●

耐熱温度-25～60℃

ケーブル長
3.0m

4,000円(税込 4,400円)

TR-71nw●●

13,800円

TR72A2 /72A2-S◎◎★

TR-72nw /72nw-S◎◎

RTR-574 /
574-S

◎

◎

RTR-576 /
576-S

◎

◎

TR-74Ui /74Ui-S◎◎

TR-76Ui /76Ui-S◎◎

センサ２-20～60℃
平均0.5℃at -40～110℃
平均0.5℃at 0～50℃％応答

空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

別売の延長ケーブルで延長できる長さ

センサケーブルの先端部 (センサ1) とモジュール部 (センサ2) の２箇所で温度を測定します。

76

TR-74Ui /74Ui-S◎◎

RTR-574 /
574-S

◎

◎

RTR505B /505BL●

TR-55i●

3.5m(防水性能 先端1.5m)

価格

DOV-25BT○

付属センサ
TR-3100のみ

空気中 約11分

センサ２ケーブルの長さ

入力モジュール

測定精度-40～110℃

照度 センサ

測定範囲

センサ1

センサ1

2,500円(税込 2,750円)●

TR-73U

センサ２

ケーブル長
1.0m

●

●

型番・スタイルセンサ1

耐熱温度-25～60℃

TR71A2

RTR507B /507BL

温湿度センサ

温度センサ

TR-5C109.0mまでTSB-1351■

TR-3C30◎★

RTR-574 / 574-S

TR-2C30耐熱温度-25～60℃

DOV-25BT /25BT-TS

対応機種

TR-74Ui / 74Ui-S

TR-1C30

1.5m(税込 15,180円)

結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用してください。
※1：紫外線強度の測定精度は当社校正光源における校正基準器に対しての値です。

対応

価格

0.1～30mW/㎠：±5%
at 25℃, 50%RH

別売の延長ケーブルで延長できる長さ● 3mまで延長可能 ◎ 9mまで使用可能 〇 1mまで使用可能

型番
スタイル・仕様

10～100,000 lx：±5%
at 25℃, 50%RH

ケーブルの長さ対応
機種

センサ
延長ケーブル

温度センサ

測定分解能

照度

オプション センサ

オプション センサ

9.0mまで8,000円(税込 8,800円)★

77CustomizeSensor
オプション 受注生産センサ

Pt100 ステンレス保護管温度センサ

販売代理店の情報はこちら▼● このセンサは受注生産のため、できあがりまで約4週間ほどかかります。
● 温度検知部は先端のごく一部分に組み込まれています。
● TR-8210, TR-8220はスリーブとケーブル部の防水加工が可能です：別途料金7,000円(税込
7,700円)。
● TR-8210, TR-8220はスリーブとケーブルの接続部に、90mm程度のシリコン収縮チューブとスプリングを追加して強度を上げることができます：別途料金1,500円(税込1,650円)。
● TR-8220は保護管部分を曲げて使用することができます。
その場合は保護管径の5倍のR (半径)をつけてください。
ただし先端から約70mmまでの範囲は曲げないようにしてください。
● 消費税と送料が別途かかります。

JIS階級

A級

規定電流

2mA

導線

3線式

絶縁抵抗
測定精度
防水性能

https://www.tandd.co.jp/
buy/dealer/

〇

×

×

〇

〇

×

×

〇

3.0

◎

3.2

〇

4.8

×

6.4

×

◎

◎

◎

〇

×

×

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

×

D ケーブル長（1～99m）

全センサ 1～99mで製作できます。
1m単位で選択してください。(1mにつき税抜350円)

径は価格に影響しません。( ◎ 推奨 〇 製作可能 × 製作不可)

センサ型番

TR-8

TR45

TR-8 2 1 0 汎用タイプ

測定温度範囲 ：-50～200℃
90％応答 ※ ：攪拌水中 13秒
基本価格：7,600円

TR-8 2 2 0 シースタイプ

測定温度範囲 ： -200～300℃
90％応答 ※ ：攪拌水中 6秒
基本価格： 9,600円(税込 8,360円)

測定温度範囲 ： -200～500℃
90％応答 ※ ： 攪拌水中 6秒
基本価格： 12,600円(税込 10,560円)

C mm

D m

フッ素樹脂被覆ケーブル
2.3mm

70mm

ステンレス保護管
SUS���

(税込13,860円)

スリーブ ��mm
SUS���

B mm

耐熱温度-�� ～ ���℃

※ 90％応答は保護管径φ3.2mmのセンサの場合です。
※ TR-8130の絶縁抵抗はDC500V 10MΩ以上です。

フッ素樹脂被覆ケーブル
�.�mm

��mm

A センサタイプ

C

B 保護管径C 保護管長D
D ケーブル長

防水加工後の形状

熱収縮チューブ ��mm
耐熱温度 -�� ～ ��℃

C mm
ステンレス保護管
SUS316
B mm

グリップ
98mm

（ベークライト）

14mm

D m

塩化ビニール被覆ケーブル
3.5mm

60°

-25～80℃
0～60℃
耐熱温度

型番 TR-8200-3.2-50-1M

ハンディタイプ、保護管径φ3.2mm、保護管長1500mm、ケーブル長90mの場合

型番 TR-8130-3.2-1500-90M

価格について価格= A 基本価格 ＋ (�円 × C ) ＋ (���円 × D )基本価格 7,600円＋(5円×50)＋(350円×1)＝8,200円（税込9,020円）

フッ素樹脂
被覆ケーブル�.�mm

防水タイプ、保護管径φ3.2mm、保護管長50mm、ケーブル長1mの場合価格計算の例：防水タイプ、保護管径φ3.2mm、保護管長50mm、ケーブル長1mの場合

耐熱温度 -�� ～ ���℃

TR-8 1 3 0 ハンディタイプ(税込11,220円)

D m

�.�mm

��mm

測定温度範囲 ：-50～200℃
90％応答 ※ ：攪拌水中 6秒
基本価格：10,200円

PTM-3010 (Ptモジュール)B

左が型番になります。
A, B, C, Dのそれぞれの数字は78P・79Pからお選びください。

センサ型番の例：

TR-8 2 0 0 防水タイプ

C mm

M
A

A センサタイプ78×

製品型番でご注文ください。

TR-8200：防水仕様
その他：なし (ステンレス保護管部
は防水)

防水

TR-8220は50～2000mmで製作できます。
他のセンサタイプは50～1000mmで製作できます。
50mm単位で選択してください。(1mmにつき税抜5円)

注文方法± (0.15＋0.002×t )℃
t = 測定温度の絶対値

B mm

C 保護管長（50～2000mm）

A センサタイプ

×

2.3

6.0

DC100V 100MΩ以上 ※ステンレス保護管
SUS���

2.0

φ B mm

センサ仕様
Pt100

B 保護管径TR-8200 TR-8210 TR-8220 TR-8130

受注生産センサ

センサ素子

オプション 受注生産センサ

50mm

対応機種
RTR505B(L) + PTM-3010
TR45
TR-55i-Pt

79

CustomizeSensor
オプション 受注生産センサ

Pt100 フィルム温度センサ
受注生産センサ● このセンサは受注生産のため、できあがりまで約4週間ほどかかります。
● TR-8190, TR-8191は防水加工が可能です：別途料金 7,000円(税込7,700円)。
加工に伴い
フィルム、
スリーブ、
ケーブルの全てが水中連続使用が可能となります。
フィルムはフッ素樹脂
でモールドされ、厚みが＋0.5mm、幅が＋0.8mmとなります。
氷点下の環境で使用する場合
は防水加工することをおすすめします。
● 弊社に校正をご依頼の場合、校正温度範囲は-40～80℃となります。
● 消費税と送料が別途かかります。

販売代理店の情報はこちら▼

Pt100

JIS階級

A級

規定電流

2mA

フィルム材質
測定精度
防水性能

https://www.tandd.co.jp/
buy/dealer/

フィルム温度センサは、わずかなスペースがあれば測定が可能です。また、巻きつけて測定することができます。感度良く反応するので、急激な温度変化にも対応でき、耐久性にも優れています。

DC500V 10MΩ 以上
3線式
ポリイミドフィルム± (0.15＋0.002×t )℃
t = 測定温度の絶対値
なし

TR45

50～300mmで製作できます。
50mm単位で選択してください。(1mmにつき税抜10円)

測定温度範囲 ： -40～200℃
フィルム： 厚0.4mm, 幅8.0mm, 感温部15mm
基本価格： 9,400円 (税込10,340円)

G ケーブル長（1～99m)

TR-8191 小型感温部タイプ

感温部

80

TR-819M

E センサタイプF
F フィルム長G

左が型番になります。
E, F, Gのそれぞれの数字は左ペー
ジからお選びください。

G ケーブル長センサ型番の例：ローコストタイプ、フィルム長100mm、ケーブル長5mの場合

40mm

価格= E 基本価格 ＋ (��円 × F ) ＋ (���円 × G )価格計算の例：ローコストタイプ、フィルム長100mm、ケーブル長5mの場合

基本価格 9,400円＋(10円×100)＋(600円×5)＝13,400円（税込14,740円）

対応機種
RTR505B(L) + PTM-3010
TR45
TR-55i-Pt

1～99mで製作できます。
1m単位で選択してください。(1mにつき税抜600円)

測定温度範囲 ： -40～200℃
フィルム： 厚0.2mm, 幅5.0mm, 感温部5mm
基本価格： 21,400円 (税込23,540円)

スリーブ
モールド加工部

PTM-3010 (Ptモジュール)F フィルム長（50～300mm）

TR-8190 ローコストタイプ

F mm

センサ型番

価格についてE センサタイプ

フィルム

製品型番でご注文ください。

型番 TR-8190-100-5M

センサ素子

導線

注文方法

E

センサ仕様

絶縁抵抗

オプション 受注生産センサ

G m

フッ素樹脂被覆ヨリ線

50mm

耐熱温度 -70～180℃

81

Input Module Others

オプション 入力モジュール

オプション 入力モジュール■ RTR505B

オプション その他
電源

■ RTR505BL ■ TR-55i

入力モジュール

対応

対象センサ(別途準備が必要)

センサ接続部

ケーブル延長価格

8,000円（税込 8,800円）

製品型番

熱電対
センサ

TC-K01K

TC-J01

J

TC-T01T

TC-S01

S

54.5

78

27
[ 単位：mm]

PTM-3010 Pt モジュール
対象センサ

＋

使用金属材質

クロメル
鉄

銅

－

ハウジング

色

アルメル

材質

黄 NYLON66

コンスタンタン 黒 NYLON66

コンスタンタン 青 NYLON66

銅銅

緑 NYLON66

200℃

200℃
200℃

データロガー3ｍまで可

価格

7,000円（税込 7,700円）※4線式センサの場合、端子1本は未接続で使用します。
14.5

47.8

ケーブル延長
価格[ 単位：mm]

電線差込型4端子
単線：Φ0.32～Φ0.65mm（AWG28～AWG22），
推奨Φ0.65mm（AWG22）
撚線：0.32mm2（AWG22），素線径Φ0.12mm以上
ムキしろ：9～10mm
3ｍまで可

適合電線
ケーブル延長

1400

価格

19.4

7,000円（税込 7,700円）
46

78

センサ接続部[ 単位：mm]

電線差込型4端子
単線：Φ0.32～Φ0.65mm（AWG28～AWG22），
推奨Φ0.65mm（AWG22）
撚線：0.32mm2（AWG22），素線径Φ0.12mm以上
ムキしろ：9～10mm
3ｍまで可

適合電線
ケーブル延長価格

19.47,000円（税込 7,700円）
46

78

パルス検出電流10～40mA

動作環境

温度-10～50℃
湿度10～90%RH 結露しないこと
3ｍまで可

価格

RTR500BC
TR7A2/TR-7nw
RTR-576 ※3

TR-76Ui ※3●

AD-05A4

入力：AC100-240V
出力：DC5V,1A
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.8m

3,500円(税込 3,850円)◎◎

3,500円(税込 3,850円)

◎

● ※2

●

型番・スタイル● 対応品

メンテナンスセット 低温電池セット

TR-00P1

TR-00P2

ゴムパッキン、ネジ、 リチウム電池
乾燥剤、両面テープ LS14250、
メンテナンスセット
TR-00P1

8,000円（税込 8,800円）※ 電力需給用複合計器50,000パルス/kWh, CT方式に対応しています。
※ 取引用電力メータへの取り付けは電力会社様へ依頼してください。

AD-0620

BC-0204※1

単1アルカリ電池×3 電源の条件：
電圧DC9～38V
ケーブル長：1.8m
電流MAX 2A
ケーブル：AWG#20
ケーブル長：2.0m

4,000円

7,500円(税込 4,400円)(税込 8,250円)

●
●

●

◎

RTR501B/502B/
503B/505B/507B
TR-55i-P
RTR505B

リチウム電池RTR501BL/ 502BL /503BL / 505BL / 507BL
TR-51i / 52i / 55i
TR41A / 42A / 43A

2,000円リチウム電池LS14250

ケース、ACアダプタ ケース、リチウム電AD-06A1、ゴムパッ 池LS26500、
キン大小2種、ネジ
メンテナンスセット
TR-00P1

リチウム電池LS26500、
メンテナンスセット
TR-00P1(税込 1,540円)(税込 7,700円)(税込 7,700円)

● ※2

●
●

●

● ※2

●

●

1,400円

●

●

● ※1

●

●

● ※1

●

電池セット

使用温度範囲-40～80℃(税込 2,200円)●

大容量バッテリパック

ニッケル水素電池内蔵（約4日間バックアップ）
使用温度範囲 0～60℃(税込 1,100円)●

外部電源アダプタ

TR-00P3 RTR-500A2 RTR-500B1 RTR-05B2

パッケージ内容・
価格

1,000円

電力メータ

3,500円(税込 3,850円)◎

メンテナンスセット・バッテリ

TR45[ 単位：mm]

RTR500BW

3.6V(データロガー本体より供給)

PMP-3200

27

82

PMP-3200 パルス検出ケーブル

ケーブル延長27

VIM-3010 電圧モジュール[ 単位：mm]電源

AD-05A3

入力：AC100(100-240V)
出力：DC5V,3A
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.2m※1：条件に合うバッテリを別途用意してください。
※2：TR7シリーズで使用すると本体が発熱します。TR71A2 / TR-71nwの場合、内蔵センサの測定値が大幅に上昇しますので、付属の外付け温度センサを使用してください。
※3：Sタイプも含みます。

3,000円（税込 3,300円）

AIM-3010 4-20mA モジュール

AD-05A2
USB Mini-Bタイプ
入力：AC100-240V
出力：DC5V,1A
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.5m

RTR500BM

RTR-600BD

3ｍまで可
100

(税込 3,850円)

MCR-4V/4TC

PIC-3150 パルス入力ケーブル

7827

センサ接続部

3,500円

200℃

3-M3.5角座金付ネジ

ケーブル延長AD-06A1

外部電源ユニット バッテリ接続用アダプタ

耐熱温度

Pt100, Pt1000 (3線式/4線式)

センサ接続部

ACアダプタ

仕様・価格

データ収集機

熱電対センサ用ミニチュアプラグを使用のこと

熱電対モジュールTCM-3010とセンサの接続用プラグ
ケーブル固定用ゴムプッシュ付属
価格：各2,000円（税込 2,200円）

熱電対センサ K, J, T, S

● 対応品

入力：AC100-240V
出力：DC6V, 500mA
周波数：50/60Hz
ケーブル長：1.8m

熱電対センサ用ミニチュアプラグ

3ｍまで可

14.5

◎ 付属品

型番・スタイル※防水性能はありません。湿度90%RH以下の結露しない環境でご使用ください。

TCM-3010 熱電対モジュール

オプション その他

● ※1●

7,000円● ※27,000円

電池寿命約4年

4,500円(税込 4,950円)※1： 長期間ご利用の場合、ゴムパッキンなどを同時に交換することをおすすめします。メンテナンスセットを含むTR-00P2をお求めください。
※2： 内部温度が1～3℃上昇するため、RTR501B / 501BL、TR41A / 43Aには使用できません。防水性能はありません。

83

OthersOthers

オプション その他

オプション その他
通信ケーブル

オプション その他

US-15C

ケーブル長：1.5m

ソフトウェアセット

シリアル通信ケーブル

USB Mini-B通信ケーブル

型番・スタイル

オプション その他

SO-TD1

TR-07C ※T&D Software

D-sub9 ピンコネクタ
ケーブル長 1.5m

外観・価格
1,500円 (税込 1,650円)
パソコンとの通信用パソコンとUSB通信可能なすべての
データロガー、データ収集機に対応

現行製品のWindows用標準ソフトウェアがセットになったオプション DVD-ROMです。
ソフトウェアを公式サイトからダウンロードできない場合にご利用ください。

4,500円 (税込 4,950円)
PC ⇔ データロガー
TR-74Ui (S) / 76Ui (S) / 73U
PC ⇔ データ収集機
RTR500BC

1,000円 (税込 1,100円)※ 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。

壁面アタッチメント

TR-5WK1

TR-5GK1

AT-50K1

RTR500BW

RTR500BM

RTR500BC

材質：ポリカーボネート
本体固定用ネジと両面テープ付

材質：アルミ本体固定用Oリングと両面テープ付

材質：アルミ本体固定用Oリングと両面テープ付

2,000円 (税込 2,200円)

4,000円 (税込 4,400円)

TR-05K3
RTR500Bシリーズ
TR41A/42A/43A、TR-5iシリーズ

3,000円 (税込 3,300円)

TR-05K3L
RTR500Bシリーズ Lタイプ
TR45、TR41A/42A/43A ※アンテナ

CSR-0011

RTR500BM

RTR500BM

RTR500BM付属のLTEアンテナです。
アンテナ高：135mm

RTR500BM用の延長アンテナです。
アンテナ高：88.5mm
ケーブル長：1.5m
IP65防噴流型
底面部マグネット

2,300円 (税込 2,530円)

3,500円 (税込 3,850円)

TR-07K2
TR7シリーズ
TR-74Ui (S) / 73U、RTR-574 (S)CEL-0151

外部警報接続ケーブル

AC0101

RTR500BM / RTR-576(S) / TR-76Ui(S)
材質：ポリカーボネート
両面テープ付1,500円 (税込 1,650円)

材質：ポリカーボネート
両面テープ付

2,000円 (税込 2,200円)

AT-76K184

1,000円 (税込 1,100円)

AT-32K2

TR-76Ui (S)、RTR-576 (S)TR32B

材質：アルミ

材質：ポリカーボネート

3,500円 (税込 3,850円)

材質：ポリカーボネート
両面テープ付

外部警報機器を接続するケーブルです。
ケーブル長：1.0m

1,000円 (税込 1,100円)

500円 (税込 550円)●●

共通の付属品として壁面固定用ネジ2本が含まれます。

ポリカーボネートは-30℃以下で強い衝撃を受けた場合、亀裂が入る恐れがあります。

※ 大容量バッテリ、外部電源アダプタ装着時

85

製品仕様
TR7series クラウド対応温度湿度データロガー
測定チャンネル

TR71A2/71nw
温度 2ch

RTR500B series ワイヤレスデータ収集機
TR72A2/72nw

温度 1chTR72A2-S/72nw-S

湿度 1ch

温度 1ch

内蔵センサ

サーミスタ

サーミスタ

高分子膜抵抗式

サーミスタ–10～60℃※2–––

外付けセンサ–60～155℃

センサ

湿度 1ch

温度 2ch

測定範囲

高分子膜抵抗式

熱電対 K, J, T, E, S, R ※1––

0～99%RH※3

K -199～1370℃
J -199～1200℃
T -199～400℃
E -199～1000℃
S -50～1760℃
R -50～1760℃–40～110℃(付属センサ)

0～55℃

10～95%RH–25～70℃(オプションセンサ：フッ素樹脂被覆タイプ)(付属センサ)

平均±0.3℃

精度

at-20～80℃

平均±0.5℃

±0.5℃

±0.3℃

±5%RH

at 10～40℃±0.5℃

at 25℃, 50%RH

at それ以外

at-40～-20℃, 80～110℃

RTR500BM

TR75A2/75nw

熱電対測定精度(センサの誤差含まず)：
K, J, T, E：±(0.5+0.003×t)℃

対応機種

最大登録台数at -100℃以上±2.5%RH

at 15～35℃,
30～80%RH

S, R：±(1.5+0.003×t)℃
at 100℃以上

t = 測定温度の絶対値

冷接点補償精度：±0.5℃

通信
インターフェース

at 本体環境温度10～40℃±0.8℃

at 上記以外の本体環境温度

測定分解能
応答性
データ記録容量
記録間隔

記録モード

測定モード
(TR71A2/75A2のみ)

0.1℃(付属センサ)

自動送信間隔通信
インターフェース

電源
電池寿命※8
本体寸法

本体質量

本体動作環境
付属品※12

ソフトウェア※13

86

1%RH

0.1℃

90%応答：約7分

90%応答：約190秒

0.1%RHK, J, T, E： 0.1℃
S, R：
約0.2℃

90%応答：約7分–

TR7A2： 30,000個×2ch
TR-7nw： 8,000個×2ch

外部警報
入出力端子
通信プロトコル※9

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の15通り

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

電源

通常モード：
最大値･最小値の表示とALMの判定対象が測定値
VFCモード※4： 最大値･最小値の表示とALMの判定対象が記録値
TR7A2：

液晶表示

0.1℃

電池寿命※11

測定値、ALM表示、記録状態、記録モード、通信状態、電池寿命警告、その他

測定値：Ch1現在値Ch2現在値/Ch1最大値最小値/Ch2最大値最小値
表示形式：巡回表示/固定表示

TR-7nw： 測定値、記録状態、記録モード、通信状態、電池寿命警告、その他

本体寸法

OFF (送信なし), 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30分, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24時間の15通り

本体質量

測定値：Ch1現在値/Ch2現在値
表示形式：交互表示/固定表示

TR7A2 無線LAN通信：

IEEE 802.11b/g/n (2.4GHzのみ)
セキュリティ： WPA-PSK(AES/TKIP), WPA2-PSK(AES/TKIP), WPA2-EAP(AES/TKIP)WPS 2.0： プッシュボタン方式
IEEE802.1X認証： EAP-TLS, EAP-PEAP(MSCHAPv2)※5
プロトコル： HTTP(S)※6 , SNTP, DHCP, DNS
TR7A2 Bluetooth通信： Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)
TR-7nw 有線LAN通信： 100BASE-TX/10BASE-T (RJ45コネクタ)
プロトコル： HTTP※6、DHCP、DNS
USB通信：
USB2.0 (Mini-B コネクタ)
電池：
単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2
外部電源： USBバスパワー5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2、PoE IEEE 802.3af (TR-7nwのみ ※7)
TR71A2 / 72A2 / 72A2-S： 約5日～18ヶ月※9 ※10
TR-71nw / 72nw / 72nw-S：約10日～18ヶ月※10
H58mm×W78mm×D26mm

本体動作環境
付属品
GPSアンテナ※12

TR75A2： 約5日～18カ月※9 ※10
TR-75nw： 約10日～12ヶ月※10

約55g

温度：–10～60℃※11, 湿度：90%RH以下 (結露しないこと)
温度センサ TR-0106×2

温湿度センサ THA-3001

単3アルカリ電池×2、登録コードラベル、保証書/取扱説明書一式

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
TR7 for Windows、T&D Graph、T&D Data Server
スマートフォン/タブレット用アプリケーション (iOS/Android対応)
T&D Thermo

高精度温湿度センサ SHA-3151-※1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
適合電線のサイズは以下の通りです。単線：φ0.32～φ0.65mm(AWG 28～22)、撚線：0.08～0.32mm²(AWG 28～22、素線径Φ0.12mm以上)、ムキしろ：9～10mm※2: 自動送信の頻度により、内蔵センサの測定値が0.3℃ほど高くなることがあります。
外部電源使用時は本体が発熱し、内蔵センサの測定値が大幅に上昇します。その場合、外付けセンサで測定してください。
※3: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※4: アメリカ疾病予防管理センター(CDC) よって定められたワクチン管理に関する指令に準拠した温度管理を実現するモードです。
※5: EAP-PEAP利用時、CA証明書によるサーバー証明書の検証には対応していません。
※6: クライアント機能です。HTTPプロキシ経由での送信に対応しています。HTTPSでのプロキシには対応していません。
※7: PoE利用時にSTPケーブルを使用すると、PoEが機能しない場合や故障の原因になる恐れがあります。UTPケーブルをご使用ください。
※8: 電池寿命は通信回数、周辺温度、ネットワーク環境、記録間隔、電池性能などにより異なります。記載内容は新しいアルカリ電池を使用したときの標準的な期間です。
※9: Bluetooth ONで使用した場合の目安です。Bluetooth OFF時は約1.2倍です。
※10: 自動送信ONで使用した場合の目安です。送信間隔(1分～24時間)によって異なります。TR7A2で省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日～18ヶ月です。
※11: TR-7nwを外部電源で使用する場合は、-10～45℃の環境でご使用ください。
※12: パソコンにUSB接続するには別途USB通信ケーブル(オプション： US-15C)が必要です。
※13: ダウンロード (無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

対応SIMカード※13 ※14
ソフトウェア※15

子機：
RTR500Bシリーズ (RTR501B / 502B / 503B
/ 505B / 507B) Lタイプ含む
RTR-500シリーズ (RTR-574 / 576) Sタイプ含む※1
中継機： RTR500BC
その他※3
子機： 20台
中継機： 5台×4グループ

特定小電力無線通信：ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)LTE通信：
FDD-LTE：B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26
Bluetooth通信：
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 設
定用
USB通信：USB2.0 (Mini-Bコネクタ) 設定用
光通信
入力端子：接点入力
3V 100kΩのプルアップ、許容入力電圧 30V
出力端子：フォトモスリレー出力※8オフ時の電圧 AC/DC 50V以下
オン電流 0.1A以下、オン抵抗 35Ω

HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、SMS、DNS

RTR500BW

RTR500BC

子機：
子機：
RTR500Bシリーズ (RTR501B / 502B / 503B RTR500Bシリーズ (RTR501B / 502B / 503B
/ 505B / 507B) Lタイプ含む/ 505B / 507B) Lタイプ含む
RTR-500シリーズ (RTR-574 / 576) Sタイプ含 RTR-500シリーズ (RTR-574 / 576) Sタイプ含む※1
む※1
RTR-600シリーズ (RTR-602S / 602L / 602ES RTR-600シリーズ (RTR-602S / 602L / 602ES/ 602EL) ※1/ 602EL) ※1 ※2
中継機： RTR500BC
中継機： RTR500BC
その他 ※3
その他 ※3
子機： 50台
中継機： 10台×4グループ

特定小電力無線通信：ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)※5
有線LAN通信：100 Base-TX/10 Base-T (RJ45コネクタ）
無線LAN通信：IEEE 802.11 a/b/g/n
セキュリティ：WEP (128bit) / WPA-PSK(TKIP) / WPA2-PSK (AES)
Bluetooth通信：
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 設
定用
USB通信：USB2.0 (Mini-Bコネクタ) 設定用
光通信

子機： 32台 ※4×20グループ
中継機： 30台×20グループ

特定小電力無線通信：ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)Bluetooth通信：
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 設
定用※6
USB通信：USB2.0 (Mini-Bコネクタ)
光通信
シリアル通信※7

出力端子：フォトモスリレー出力
オフ時の電圧：AC / DC 50 V以下
オン電流：0.1 A 以下
オン抵抗：35Ω

HTTP、HTTPS、FTP、SNTP、DHCP、DNS

ACアダプタ AD-05A4、
単3アルカリ電池×4、ACアダプタ AD05A3、外部電源 DC9~38V（BC-0204使用） PoE IEEE 802.3af
約2日間：電池のみで利用する場合

データ吸い上げ(1回 / 1日) / 現在値送信(10分間隔)/ 子機1台 / 中継機無しの条件において--SMTP (TLS1.2対応)、FTP

USBバスパワー※10、単3アルカリ電池 ×2、
ACアダプタ AD-06A1、外部電源 DC9~38V（BC-0204使用）
中継機の場合：約6ヶ月

1日1回フルデータ吸い上げ / 子機1台、中継機1台の場合

H96mm×W66mm×D38.6mm (アンテナ含 H83mm×W102mm×D28mm (アンテナ含
まず)
まず)
アンテナ長 90mm
固定 (Local) アンテナ長 55mm
付属 (Cellular) アンテナ長 135mm

H96mm×W65.8mm×D24.4mm (アンテナ含まず)
アンテナ長 55mm

温度： -10～60℃
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)

温度： -10～60℃
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)

単3アルカリ電池×4、LTEアンテナ CSR0011、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、
ACアダプタ AD-05A3、登録コードラベル、
保証書/取扱説明書一式

USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、
ACアダプタ AD-05A4、登録コードラベル、
保証書/取扱説明書一式

温度： -10～60℃ (電池使用時)-30～60℃ (外部電源使用時)
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)

約120g

本体コネクタ：SMAメス
電源電圧：3.3 V

NTTドコモの4Gデータ通信(LTE)に対応した
nano SIMカード (200Kbps以上の回線速度がうたわれているプラン)

約125g

約65g

USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、保証書/取扱説明書一式

-

-

-

-

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
RTR500BC for Windows、T&D Graph
RTR500BM for Windows、T&D Graph
RTR500BW for Windows、T&D Graph、
スマートフォン/タブレット用アプリケーション T&D Data Server
スマートフォン/タブレット用アプリケーション(iOS対応)(iOS対応)T&D 500B Utility
T&D 500B Utility※1: RTR-500シリーズ、RTR-600シリーズはBluetooth通信機能がありません。
※2: RTR500BCをRTR-600シリーズの親機として使用する場合、別途公開の通信プロトコルを利用してお客様独自のシステムを構築していただく必要があります。
※3: 旧機種 (RTR-501/502/503/507S/505, RTR-500C, RTR-601-110/130/E10/E30) を使用できます。RTR-500シリーズとRTR500Bシリーズの互換性については、弊社Webサイトの「RTR500シリーズ/RTR500Bシリーズの互換性情報」をご確認ください。(https://www.tandd.co.jp/product/informations/compatible-rtr500b-loggers.html)※4: RTR-574 / 576は1台の登録を2台分としてカウントします。
※5: RTR-600シリーズとの通信距離は約50mです。
※6: RTR500BWを親機として使用し、スマートフォンアプリ (T&D 500B Utility) で中継機の設定をする場合に使用します。
※7: 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合オプションのシリアル通信ケーブル (TR-07C) が必
要です※8: 外部警報端子を使用する場合は、オプションの外部警報接続ケーブルAC0101をお求めください。
※9: クライアント機能です。プロキシ経由での通信には対応しておりません。RTR500BCはソフトウェアRTR500BC for Windows によって実現される機能です。
※10: RTR500BCを親機として使用する場合は、USBバスパワーで動作するので別途電源は不要です。
※11: 電池寿命は周辺温度、電波環境、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※12: GPS機能を使用する場合は、市販のGPSアンテナ (SMAオスコネクタ) をご購入ください。
※13: 警報発生をSMSにて通知する場合、SMSに対応したSIMカードが必要になります。
※14: 別途通信事業者との回線契約が必要です。動作確認済みSIMカードはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/product/informations/500bm-sim-info.html) をご確認ください。
※15: ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

87

製品仕様
RTR500B series 温度・湿度 ワイヤレスデータロガー
測定チャンネル
センサ

測定範囲
精度
測定分解能
応答性
データ記録容量
記録間隔

記録モード※2
液晶表示

通信インターフェース

電源
電池寿命※6
本体寸法
本体質量
本体動作環境
防水性能
付属品

対応親機

RTR501B / 501BL

RTR502B / 502BL

サーミスタ (内蔵)サーミスタ

温度 1ch-40～80℃

平均±0.5℃

温度 1ch-60～155℃

平均±0.3℃
at -20～80℃

平均±0.5℃

at -40～-20℃, 80～110℃

平均±1.0℃

RTR500B series 熱電対・Pt100・電圧・4-20ｍA・パルス ワイヤレスデータロガー
RTR503B / 503BL

温度 1ch

サーミスタ
0～55℃

湿度 1ch高分子膜抵抗式
10～95%RH±5 %RH

平均±0.3℃

at 25℃,50%RH

0.1℃

1%RH

at -60～-40℃, 110～155℃

0.1℃
90%応答：
約35分
Lタイプ 約47分
16,000個

0.1℃
90%応答：
空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

90%応答：約7分

16,000個

8,000個×2ch

RTR507B / 507BL

温度 1chサーミスタ-25～70℃±0.3℃

at 10～40℃

湿度 1ch高分子膜抵抗式
0～99%RH※1±2.5%RH±0.5℃

at 15～35℃,
30～80 %RH

0.1℃

0.1%RH

それ以外

入力モジュール※1

熱電対モジュール
TCM-3010

センサ

熱電対 K, J, T, S※2

測定範囲

K -199～1370℃
J -199～1200℃
T -199～400℃
S -50～1760℃

測定チャンネル

90%応答：約7分
8,000個×2ch

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の15通り

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

精度※4

測定分解能

リチウム電池 LS14250※4×1
Lタイプ リチウム電池 LS26500※5×1
ACアダプタ（RTR-500A2使用、RTR501B/RTR501BLは除く）

約10ヶ月
Lタイプ 約4年

温度センサ TR-5106

IP64 防まつ形、生活防水※7

温湿度センサ TR-3310

リチウム電池LS14250またはLS26500、ストラップ (Lタイプ除く)、保証書/取扱説明書一式
RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
その他 ※8at 入力モジュール環境
温度10～40℃-199～600℃

0～22V±(0.3+0.003×t) ℃±(0.5mV+読み値の0.3%)±(0.5+0.003×t) ℃±(1mV+読み値の0.5%)

at 入力モジュール環境温度
10～40℃at 上記以外の入力モジュール
環境温度t = 測定温度の絶対値

4-20mAモジュール
AIM-3010

at 入力モジュール環境温度
10～40℃at 上記以外の入力モジュー
ル環境温度

高精度温湿度センサ SHB-3101※1: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※2: 使用する親機がRTR500BW、RTR500BM、RTR-500NW/AWまたはRTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
※3: RTR500BWまたはRTR500BMを親機として使用し、スマートフォンアプリ (T&D 500B Utility) で設定をする場合に使用します。
※4: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換には低温電池セット (TR-00P2) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所
で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※5: Ｌタイプ付属のリチウム電池 (LS26500) は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。
※6: 記録間隔10秒以上、現在値送信10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。
※7: センサを接続した状態の防水性能です。温湿度センサには防水性能はありません。
※8: 旧機種 (RTR-500DC, RTR-500C, RTR-500NW/AW, RTR-500MBS-A) を使用できます。弊社Webサイトの「RTR-500シリーズ/RTR500Bシリーズの互換性情報」をご確認ください。
(https://www.tandd.co.jp/product/informations/compatible-rtr500b-loggers.html)
上記仕様は予告なく変更することがあります。

K, J, T： 0.1℃
S：
約0.2℃

0.1℃

パルス数 1ch--

0～20mA

40mAまで動作可能±(0.05mA+読み値の0.3%)
at 入力モジュール環境温度
10～40℃±(0.1mA+読み値の0.3%)

at 上記以外の入力モジュール
環境温度

400mVまで0.1mV
800mVまで0.2mV999mVまで0.4mV
3.2Vまで1mV
6.5Vまで2mV
9.999Vまで4mV
22Vまで10 mV

記録モード※5

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

通信
インターフェース

特定小電力無線通信： ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)Bluetooth通信：
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)※6
光通信

電源
電池寿命※9
本体寸法
本体質量
本体動作環境
防水性能
付属品

対応親機

パルス入力ケーブル
PIC-3150

4-20mA 1ch-

3線式 / 4線式※316,000個

液晶表示

約50g
Lタイプ 約65g–

t = 測定温度の絶対値

冷接点補償精度：±0.3℃

電圧 1chPt100, Pt1000

データ記録容量
記録間隔

H62mm×W47mm×D19mm
Lタイプ H62mm×W47mm×D46.5mm(突起部, センサ含まず)
アンテナ長 24mm

IP67 防浸形

熱電対測定精度：
K, J, T：±(0.3+0.003×t) ℃
S：±(1.0+0.003×t) ℃

温度 1ch

電圧モジュール
VIM-3010

at 上記以外の入力モジュール
環境温度

特定小電力無線通信： ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)Bluetooth通信：
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)※3
光通信-40～80℃
無線通信時：-30～80℃

Ptモジュール
PTM-3010

温度 1ch±0.5℃

測定値 (2ch以上は交互表示) 、記録状態、電池寿命警告、その他

RTR505B / 505BL

0.01mA

入力信号：
無電圧接点入力
電圧入力 (0～27V)
検出電圧：
Lo 0.5V以下
Hi 2.5V以上

入力インピーダンス：
約100KΩプルアップ

チャタリングフィルタ：ON 15Hz以下
OFF 3.5kHz以下
カウント可能最大数：
61,439 / 記録間隔

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の15通り

測定値、記録状態、電池寿命警告、その他

リチウム電池 LS14250※7×1
Lタイプ リチウム電池 LS26500※8×1
ACアダプタ（RTR-500A2使用）

約10ヶ月
Lタイプ 約4年

H62mm×W47mm×D19mm、Lタイプ H62mm×W47mm×D46.5mm (突起部、入力モジュール含まず)
アンテナ長 24mm
約50g
Lタイプ 約65g-40～80℃
無線通信時：-30～80℃

IP64 防まつ形、生活防水※10リチウム電池LS14250またはLS26500、ストラップ (Lタイプ除く) 、保証書/取扱説明書一式
RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
その他※11※1: 入力モジュールは別売です。
※2: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
※3: 4線式センサの場合、1本は未接続で使用します。
※4: 熱電対モジュールおよびPtモジュール接続時の精度はセンサの誤差を含みません。
※5: 使用する親機がRTR500BW、RTR500BM、RTR-500NW/AWまたはRTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
※6: RTR500BWまたはRTR500BMを親機として使用し、スマートフォンアプリ (T&D 500B Utility) で設定をする場合に使用します。
※7: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換には低温電池セット (TR-00P2) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所
で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※8: Ｌタイプ付属のリチウム電池 (LS26500) は市販されていません。交換にはオプションのRTR-05B2をお求めください。
※9: 記録間隔10秒以上、現在値送信10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。
※10: 入力モジュール (別売) には防水性能はありません。
※11: 旧機種 (RTR-500DC, RTR-500C, RTR-500NW/AW, RTR-500MBS-A) を使用できます。弊社Webサイトの「RTR-500シリーズ/RTR500Bシリーズの互換性情報」をご確認ください。
(https://www.tandd.co.jp/product/informations/compatible-rtr500b-loggers.html)
上記仕様は予告なく変更することがあります。

88

89

製品仕様
CO2・温度・湿度 ワイヤレスデータロガー

照度・紫外線・温度・湿度 ワイヤレスデータロガー

RTR-574

RTR-574-S

照度紫外線センサ

照度1ch、紫外線強度 1ch

測定チャンネル

CO2濃度 1ch

測定範囲

0～130klx
照度：
紫外線強度：0～30mW/cm²

測定範囲

0～9,999ppm

積算値表示範囲
精度
分光感度
測定分解能
応答性
測定チャンネル
センサ

測定範囲
精度
測定分解能
応答性

センサ

ISA-3151

精度

0～90Mlxh
照度：
紫外線強度：0～62W/cm²h
照度：

測定分解能
応答性

10lx～100klx±5% at25℃、50%RH

紫外線強度：0.1～30mW/cm²

測定チャンネル±5% at25℃、50%RH ※1

JIS一般型A級相当
照度：
紫外線強度：260～400nm (UVA/UVB)

センサ

照度：
最小0.01lx
紫外線強度：最小0.001mW/cm²

90%応答：3秒 (記録間隔が1秒の場合) または6秒 (その他の記録間隔)
温度 1ch

温湿度センサ

湿度 1ch

THA-3151

温度 1ch

湿度 1chSHA-3151 (高精度タイプ)

サーミスタ 高分子膜抵抗式 サーミスタ 高分子膜抵抗式
0～55℃

10～95%RH-25～70℃

±0.5℃

±5%RH

±0.3℃

at 25℃、50%RH at 10～40℃

0.1℃

1%RH

90%応答：約7分±0.5℃

at それ以外

0.1℃

0～99%RH※2±2.5%RH

at 15~35℃、30～80%RH

0.1%RH

90%応答：約7分

データ記録容量

8,000個×4ch

記録モード※3

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録間隔

液晶表示
通信
インターフェース
電源

電池寿命※4
本体寸法

本体質量

本体動作環境付属品
対応親機

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

測定値、記録状態、記録モード、電池寿命警告、その他
測定値：照度 / 紫外線強度 / 温度 / 湿度 / 積算照度 / 積算紫外線量
表示形式：巡回表示 / 固定表示

特定小電力無線通信：
ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)USB通信：USB2.0 (Mini-Bコネクタ)
単3アルカリ電池×1

精度
測定分解能
応答性

H55mm×W78mm×D18mm (突起部含まず)
アンテナ長：60mm
約45g

温度：-10～60℃
湿度：90%RH以下 (結露しないこと)

照度紫外線センサ ISA-3151
高精度温湿度センサ
SHA-3151

単3アルカリ電池、USB Mini-B通信ケーブルUS-15C、保証書/取扱説明書一式
RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
その他 ※5※1: 当社校正光源における校正基準器に対しての値です。
※2: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以下の環
境では湿度の測定はできません。
※3: 使用する親機がRTR500BW、RTR500BM、RTR-500NW/AWまたはRTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
※4: 記録間隔10秒以上、現在値送信10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。
※5: 旧機種 (RTR-500DC, RTR-500C, RTR-500NW/AW, RTR-500MBS-A) を使用できます。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

±(50ppm＋読み値の5%) at 5,000ppm以下※1
最小1ppm90%応答：約1分
温度 1ch

温湿度センサ

湿度 1ch

THA-3001

温度 1ch

外部警報端子 ※4
電源

電池寿命 ※5
本体寸法
本体質量

付属品
対応親機

温度 1chサーミスタ (内蔵)-40～80℃

0～55℃
±0.5℃

10～95%RH±5%RH-25～70℃ 0～99%RH※2±0.3℃

at 25℃、50%RH at 10～40℃

0.1℃

1%RH

±0.5℃

at それ以外±2.5%RH

at 15~35℃、30～80%RH

0.1℃

90%応答：約7分

温度 1ch

サーミスタ

サーミスタ

0～55℃

測定値：CO2濃度, 温度または湿度 (交互表示 / 固定表示)

特定小電力無線通信：
ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約150m (見通しの良い直線において)USB通信：USB2.0 (Mini-Bコネクタ)
出力端子： オープンドレイン出力
OFF時の電圧DC30V以下 /ON電流0.1A以下 / ON抵抗15Ω

ACアダプタAD-06A1、単3アルカリ電池×4
約2日間：AC電源なしの場合

H96mm×W66mm×D46mm (突起部、温湿度センサ
含まず)
アンテナ長：60mm
約125g

温度：0～45℃
湿度：90%RH以下 (結露しないこと)

高精度温湿度センサ
SHA-3151

単3アルカリ電池×4、ACアダプタAD-06A1、
USB Mini-B通信ケーブルUS-15C、保証書/取扱説明書一式
RTR500BC, RTR500BW, RTR500BM
その他※6※1: オートキャリブレーションが正常に動作している場合です。気圧によって誤差が生じる
ので、気圧が10hPa下がるごとにCO2濃度の測定値も1.6%下がります。親機のソフト
ウェアから気圧補正することをおすすめします。
※2: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※3: 使用する親機がRTR500BW、RTR500BM、RTR-500NW/AWまたはRTR-500MBS-Aの場合はエンドレスのみです。
※4: 外部警報端子を使用する場合は、オプションの外部警報接続ケーブルAC0101をお求めください。
※5: 記録間隔10秒以上、現在値送信10分間隔、記録データを1日1回送信した場合の目安です。電池寿命は温度環境、電波環境、通信回数などにより異なります。
※6: 旧機種 (RTR-500DC, RTR-500C, RTR-500NW/AW, RTR-500MBS-A) を使用できます。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

熱電対
K, J, T, S, R※1

高分子膜抵抗式

10～95％RH

温度 1chPt100, Pt1000
3線式 / 4線式※2接続端子 M3.5

K -199～1370℃
J -199～1200℃
T -199～400℃
S -50～1760℃
R -50～1760℃-199～600℃

熱電対測定精度(センサの誤差含まず)

精度

K, J, T：±(0.5+0.003×t)℃

平均±0.3℃
at -20～80℃
平均±0.5℃
at -40～-20℃、80～110℃
平均±1.0℃
at -60～-40℃、
110～155℃

平均±0.5℃

0.1%RH

測定値、記録状態、記録モード、電池残量、その他

TR45

湿度 1ch±(0.3+0.003×t)℃

at -100℃以上±0.5℃±5 %RH

at 25℃, 50%RH

at 本体環境温度 10～40℃

S,R：±(1.5+0.003×t)℃±(0.5+0.003×t)℃

at 100℃以上
t = 測定温度の絶対値

at 上記以外の本体環境温度t = 測定温度の絶対値

冷接点補償精度：±0.5℃

at 本体環境温度10～40℃±0.8℃

at 上記以外の本体環境温度

90%応答：約7分

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

温湿度センサ
THA-3001

TR43A

温度 1ch-60～155℃

サーミスタ 高分子膜抵抗式 サーミスタ 高分子膜抵抗式

記録モード※3

通信
インターフェース

TR42A

SHA-3151 (高精度タイプ)

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

液晶表示

測定範囲

TR41A

湿度 1ch8,000個×3ch

記録間隔

測定チャンネル
センサ

NDIR方式

データ記録容量

本体動作環境約4ヶ月

照度紫外線センサ ISA-3151
温湿度センサ THA-3151

測定範囲

RTR-576-S

CO2センサ (内蔵)測定チャンネルセンサ

90

RTR-576

TR4A series Bluetooth®対応温度湿度データロガー

測定分解能
応答性
データ記録容量
記録間隔

0.1℃

0.1℃

90%応答：約35分

90%応答：
空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

0.1℃

1%RH

K, J, T：0.1℃
S, R：約0.2℃

90%応答： 約11分

16,000個

0.1℃–

8,000個 x 2ch

16,000個

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の15通り

記録モード

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

通信
インターフェース

Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)

Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy)

通信時間

フルデータ吸い上げ時間： 約15秒

フルデータ吸い上げ時間： 約30秒

電池寿命※4

約1年半※5

約1年※5

液晶表示

電源

本体寸法

本体質量

本体動作環境測定値 (2ch以上は交互表示)、記録状態、電池寿命警告、その他

リチウム電池 LS14250※3×1

H62mm×W47mm×D19mm(突起部, センサ含まず)

H62mm×W47mm×D26.5mm(突起部, センサ含まず)

温度： -40～80℃ (無線通信時 -30～80℃)

温度： -40～80℃ (無線通信時 -25～80℃)
温度： 90%RH以下 (結露しないこと)

約45g

防水性能

IP67 防浸形

付属品–

ソフトウェア※7

温度センサ
TR-5106

約50g

IP64 防まつ形、生活防水 ※6

温湿度センサ
THB3001

リチウム電池LS14250、登録コードラベル、ストラップ、保証書/取扱説明書一式
スマートフォン/タブレット用アプリケーション(iOS/Android対応)
T＆D Thermo、TR4 Report
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
T&D Graph–
ケーブルクランプ
スマートフォン/タブレット用アプリケーション(iOS/Android対応)
T＆D Thermo、TR4 Report、
ThermoREC、ThermoStorage
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
T&D Graph※1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
※2: 4線式センサの場合、1本は未接続で使用します。
※3: 付属のリチウム電池 (LS14250) は市販されていません。交換にはオプションのTR-00P2(TR41A/42A/43A用) またはTR-00P3(TR45用) をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、低温環境では電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※4: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※5: 記録間隔10秒以上、1日1回データ収集した場合の目安です。
※6: センサを接続した状態の防水性能です。温湿度センサには防水性能はありません。
※7: ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

91

製品仕様
小型防水温度データロガー
測定チャンネル
センサ

測定範囲

TR-51iTR-52i

サーミスタ (内蔵)サーミスタ

温度 1ch-40～80℃

平均±0.5℃

精度

温度 1ch-60～155℃

平均±0.3℃

at -20～80℃

平均±0.5℃

90%応答：約35分

90%応答：
空気中 約80秒
攪拌水中 約7秒

記録モード

電源

電池寿命※2

測定値、記録状態、電池寿命警告、その他
光通信

リチウム電池 LS14250※1×1
約4年

H62mm×W47mm×D19mm(突起部, センサ含まず)

本体動作環境-40～80℃

防水性能
付属品

データ収集

測定範囲

K -199～1370℃
J -199～1200℃
T -199～400℃
S -50～1760℃

精度※3

IP67 防浸形–

IP64 防まつ形、生活防水※3

温度センサ TR-5106

リチウム電池LS14250、ストラップ、
保証書/取扱説明書一式
TR-50U2、その他※4※1: 付属のリチウム電池LS14250は市販されていません。交換には低温電池セットTR00P2をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※2: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※3: センサを接続した状態の防水性能です。
※4: 旧機種 (TR-57DCi、TR-57U、RTR-57U、TR-50U) を使用できます。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

熱電対測定精度
K, J, T：±(0.3+0.003×t) ℃
S：±(1.0+0.003×t) ℃
t = 測定温度の絶対値

温度 1ch

電圧 1chTR-55i-mA

パルス数 1ch–––

3線式/4線式※2-199～600℃

0～22V

0～20mA

40mAまで動作可能±(0.3+0.003×t) ℃±(0.5mV+読み値の0.3%) ±(0.05mA+読み値の0.3%)±(0.5+0.003×t) ℃±(1mV+読み値の0.5%)

at 入力モジュール環境温度
10～40℃at 上記以外の入力モジュール
環境温度t = 測定温度の絶対値

冷接点補償精度±0.3℃

at 入力モジュール環境温度
10～40℃at 上記以外の入力モジュール
環境温度

at 入力モジュール環境温度
10～40℃±(0.1mA+読み値の0.3%) 検出電圧：
at 上記以外の入力モジュール
Lo 0.5V以下
環境温度
Hi 2.5V以上

入力インピーダンス：
約100KΩプルアップ

K, J, T： 0.1℃
S：
約0.2℃

0.1℃

400mVまで0.1mV
800mVまで0.2mV999mVまで 0.4mV
3.2Vまで1mV
6.5Vまで2mV
9.999Vまで4mV
22Vまで10 mV

データ記録容量

16,000個

記録モード

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

通信
インターフェース

光通信

液晶表示
電源

電池寿命※5
本体寸法

本体質量

本体動作環境
防水性能
付属品
データ収集

入力信号：
無電圧接点入力
電圧入力 0～27V

チャタリングフィルタ：ON 15Hz以下
OFF 3.5kHz以下

at 上記以外の入力モジュール
環境温度

測定分解能

TR-55i-P

4-20mA 1ch

±0.5℃

記録間隔

約45g

温度 1chTR-55i-V

at 入力モジュール環境温度
10～40℃

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分
の15通り

本体寸法

本体質量

熱電対 K, J, T, S※1

0.1℃

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム：記録容量がいっぱいになると記録を停止

通信
インターフェース

センサ

Pt100, Pt1000

測定チャンネル

at -40～-20℃、80～110℃

16,000個

液晶表示

TR-55i-Pt

平均±1.0℃

データ記録容量
記録間隔

TR-55i-TC

at -60～-40℃、110～155℃

測定分解能
応答性

熱電対・Pt100・電圧・4-20mA・パルス データロガー

0.01mA

カウント可能最大数：
61,439 / 記録間隔

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の15通り

測定値、記録状態、電池寿命警告、その他
リチウム電池 LS14250×1 ※4
約14ヶ月

約24ヶ月

約16ヶ月

H 62 mm×W47mm×D19mm (突起部, 入力モジュール含まず)

約16ヶ月

約16～24ヶ月

約45g-40～80℃

IP64 防まつ形、生活防水※6
入力モジュール
TCM-3010

入力モジュール
PTM-3010

リチウム電池LS14250、ストラップ、保証書/取扱説明書一式

入力モジュール
VIM-3010

入力モジュール
AIM-3010

入力ケーブルPIC-3150

TR-50U2、その他※7※1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
※2: 4線式センサの場合、1本は未接続で使用します。
※3: TR-55i-TCおよびTR-55i-Ptの精度はセンサの誤差を含みません。
※4: 付属のリチウム電池LS14250は市販されていません。交換には低温電池セットTR-00P2をお求めください。CR2でも代用可能ですが、使用温度範囲0～60℃、振動が少ない場所で使用してください。また、電池寿命警告機能は正常に動作しない場合があります。
※5: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※6: 入力モジュールを接続した状態の防水性能です。入力モジュールには防水性能はありません。
※7: 旧機種（TR-57DCi、TR-50U）を使用できます。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

92

93

製品仕様
データ収集機

USB接続データロガー 大気圧・温度・湿度

TR-50U2
対応機種
通信
インターフェース
電源

本体寸法

本体質量
本体動作環境
付属品
ソフトウェア※2

TR-5iシリーズ：
TR-51i / 52i / 55i-TC / 55i-Pt / 55i-V / 55i-mA / 55iP
その他※1

光通信
USB通信：
USB2.0 (Mini-Bコネクタ)
USBバスパワー

H80mm×W56mm×D16.5mm(突起物含まず)

約25g

温度：-10～60℃
湿度：90%RH以下(結露しないこと)

USB Mini-B 通信ケーブルUS-15C、保証書/取扱説明書 一式
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
T&D Recorder for Windows、T&D Graph※1: 旧機種にも対応しています。(TR-51S/52S、TR-51A/52)※2: ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.
co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

測定チャンネル
センサ

測定範囲
精度

測定分解能

TR-73U

温度 1ch

湿度 1ch

温湿度センサ TR-3100※1

サーミスタ

付属センサ
0～50℃
オプションセンサ-40～110℃

高分子膜抵抗式
10～95%RH

750～1100hPa

平均±0.3℃
at 0～50℃

at25℃、50%RH±1.5hPa

0.1℃

1%RH

0.1hPa

応答性±5%RH

大気圧 1ch

大気圧センサ(内蔵)

90%応答：約7分

4秒または40秒
記録間隔10秒以
上は40秒

データ記録容量

8,000個×3ch

記録モード

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録間隔

液晶表示

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

測定値、記録状態、記録モード、電池寿命警告、その他
測定値：温度 / 湿度 / 大気圧
表示形式：巡回表示 / 固定表示

USB接続データロガー 照度・紫外線・温度・湿度

TR-74Ui
測定チャンネル
センサ

測定範囲
積算値表示範囲
精度
分光感度
測定分解能
応答性
測定チャンネル
センサ

0～130klx
照度：
紫外線強度： 0～30mW/cm²±5% at25℃、50%RH

紫外線強度： 0.1～30mW/cm²：±5% at25℃、50%RH ※1

JIS一般型A級相当
照度：
紫外線強度： 260～400nm (UVA/UVB)
90%応答： 3秒 (記録間隔が1秒の場合) または6秒 (その他の記録間隔)

THA-3151-25～70℃

約10ヶ月

精度

±0.5℃

約40g

測定分解能

0.1℃

本体質量

本体動作環境
付属品
ソフトウェア※4

温度：-10～60℃
湿度：90%以下 (結露しないこと)

温湿度センサTR-3100、単3アルカリ電池、
USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、保証書/取扱説明書 一式
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
T&D Recorder for Windows、T&D Graph※1: 内蔵温度センサでの計測も可能です。測定範囲は本体動作環境に準じます。
※2: 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただ
ければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブル
TR-07Cが必要です。
※3: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※4: ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.
co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

応答性

SHA-3151(高精度タイプ)

0～55℃

電池寿命※3

H55mm×W78mm×D18mm

湿度 1chサーミスタ 高分子膜抵抗式

測定範囲

本体寸法

温度 1chサーミスタ 高分子膜抵抗式

USB通信： USB2.0 (Mini-Bコネクタ)
シリアル通信※2
単3アルカリ電池×1

温湿度センサ

湿度 1ch

10～95%RH±5%RH
at 25℃,
50%RH

1%RH

±0.3℃

at 10～40℃

0～99%RH※2±2.5%RH±0.5℃

at 15～35℃,
30～80%RH

0.1℃

0.1%RH

atそれ以外90%応答：約7分

90%応答：約7分

データ記録容量

8,000個×4ch

記録モード

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録間隔

液晶表示

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

測定値、記録状態、記録モード、電池寿命警告、その他
測定値：照度 / 紫外線強度 / 温度 / 湿度 / 積算照度 / 積算紫外線量
表示形式：巡回表示 / 固定表示

通信
インターフェース

USB通信： USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)
シリアル通信 ※3

電池寿命 ※4

約6ヶ月

電源

本体寸法

本体質量

本体動作環境単3アルカリ電池×1

0～9,999ppm

約40g

温度： -10～60℃
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)

照度紫外線センサ
ISA-3151
高精度温湿度センサ
SHA-3151

付属品

照度紫外線センサ
ISA-3151
温湿度センサ
THA-3151

ソフトウェア※5

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
Illuminance UV Recorder for Windows、T&D
Graph

単3アルカリ電池、USB Mini-B 通信ケーブル US-15、保証書/取扱説明書 一式

NDIR方式±(50ppm＋読み値の5%) ※1
at 5,000ppm以下

測定分解能

最小 1ppm

測定チャンネル

温度 1ch測定範囲

90%応答：約1分

温度 1ch

0～55℃

測定分解能

0.1℃

10～95%RH -25～70℃±5%RH
at 25℃、
50%RH

1%RH

湿度 1chSHA-3151 (高精度タイプ)

サーミスタ 高分子膜抵抗式 サーミスタ

±0.5℃

応答性

温湿度センサ

湿度 1ch

THA-3001

精度

±0.3℃

at 10～40℃

高分子膜抵抗式
0～99%RH※2±2.5%RH±0.5℃

at 15~35℃、30～80%RH

0.1℃

0.1%RHat それ以外

90%応答：約7分

90%応答：約7分

データ記録容量

8,000個×3ch

記録モード

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデー
タに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

記録間隔

液晶表示

通信
インターフェース
外部警報端子※4電源

電池寿命※5
本体寸法

本体質量

本体動作環境H55mm×W78mm×D18mm※1: 当社校正光源における校正基準器に対しての値です。
※2: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以の環境では湿度の測定はできません。
※3: 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただ
ければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブル
TR-07Cが必要です。
※4: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※5: ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.
co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

94

測定範囲

センサ

照度：
最小0.01lx
紫外線強度： 最小0.001mW/cm²

温度 1chCO2濃度 1ch

応答性

10lx~100klx：

TR-76Ui-S
CO2センサ (内蔵)測定チャンネル

精度

0～90Mlxh
照度：
紫外線強度： 0～62W/cm²h
照度：TR-76Ui

センサ

ISA-3151

通信
インターフェース
電源

TR-74Ui-S

照度紫外線センサ

照度 1ch
紫外線強度 1ch

USB接続データロガー CO2・温度・湿度

付属品
ソフトウェア※6

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の
15通り

測定値、記録状態、記録モード、電池残量、その他

測定値：CO2濃度、温度または湿度 (交互表示/固定表示）

USB通信： USB 2.0 (Mini-Bコネクタ)
シリアル通信※3
出力端子：オープンドレイン出力
OFF 時の電圧DC 30V 以下 /ON 電流0.1A 以下 / ON 抵抗15 Ω

ACアダプタ AD-06A1、単3アルカリ電池×4
約2日間 (AC電源なしの場合)

H 96mm×W66mm×D46mm(突起部, 温湿度センサ含まず)
約120g

温度： 0～45℃
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)
温湿度センサ
THA-3001

高精度温湿度センサ
SHA-3151

単3アルカリ電池×4、ACアダプタ AD-06A1、
USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、保証書/取扱説明書 一式
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
CO2 Recorder for Windows、T&D Graph※1: オートキャリブレーションが正常に動作している場合です。気圧によって誤差が生じる
ので、気圧が10hPa下がるごとにCO2濃度の測定値も1.6%下がります。CO2 Recorderfor Windowsから気圧補正することをおすすめします。
※2: 60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。また-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
※3: 別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただ
ければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブル
TR-07Cが必要です。
※4: 外部警報端子を使用する場合は、オプションの外部警報接続ケーブルAC0101をお求めください。
※5: 電池寿命は周辺温度、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※6: ソフトウェアCD-ROMは付属しておりません。ダウンロード(無料)、および対応OSバー
ジョンはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

95

製品仕様
マルチチャンネルデータロガー
測定チャンネル

食品中心温度ワイヤレスデータロガー

MCR-4V

MCR-4TC

電圧 4ch

入力方式

スキャニング方式、差動入力、チャンネル間絶縁測定レンジ±300mV、±1.5V、±6V、±24V、Auto※2
絶対最大入力電圧：±50V

対応センサ

入力インピーダンス
入力周波数

精度※3

–

約1.1MΩ

DC～100Hz50～60HzフィルタON、かつ測定レンジが以下の場合：±300mV：±(0.06mV+読み値の0.3%)±1.5V：±(0.3mV+読み値の0.3%)±6V：±(0.6mV+読み値の0.3%)±24V：±(2.4mV+読み値の0.3%)
Auto：使用中の測定レンジに準じる

温度 4ch

熱電対 K, J, T, S, R※1

K -270～1370℃
J -210～1200℃
T -270～ 400℃

S -50～1760℃
R -50～1760℃

約1MΩ

記録間隔

チャンネル数、測定レンジ、フィルタ設定により最短間隔は異なる

1ch記録時：フルデータ480,000個/ch
2ch記録時：フルデータ240,000個/ch
データ記録容量※43ch記録時：フルデータ160,000個/ch
4ch記録時：フルデータ120,000個/ch
記録モード
同期記録
液晶表示

通信
インターフェース
外部メモリ
電源

電池寿命※6
入力端子
プレヒート端子
絶縁
本体寸法

本体質量

本体動作環境
付属品
ソフトウェア※7

at 100℃以上

t = 測定温度の絶対値

at 上記以外の本体環境温度

0.1℃
100, 200, 500ミリ秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分
1ch記録時：フルデータ960,000個/ch
2ch記録時：フルデータ480,000個/ch
3ch記録時：フルデータ320,000個/ch
4ch記録時：フルデータ240,000個/ch

SDメモリカード、SDHCメモリカード使用可能

単3アルカリ電池×2、単3ニッケル水素電池×2、ACアダプタAD-05A2、USBバスパワー5V 250mA
約5～60日応答性

記録項目

at -10～150℃±1.0℃

at -60～-10℃、150～250℃

CH1、CH2、CH3、CH4、USB間は絶縁
印加可能電圧：±50V
絶縁抵抗 ： 50MΩ以上 (DC±250V)

H120mm×W75mm×D32mm
約140g

温度： 0～50℃
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)

単3アルカリ電池×2、USB Mini-B通信ケーブルUS-15C、カードスロットカバー、
保証書/取扱説明書一式

90%応答：空気中 約60秒 / 攪拌水中 約3秒
測定値、測定時刻、作業者, 品目, 上下限値判定結果

電池寿命
本体寸法

質量
本体動作環境
防水性能
付属品

ソフトウェア※2
対応親機/中継機

内蔵ニッケル水素電池 (非接触充電方式)※1

約24時間：バックライト常時ON、連続動作の場合

H181.3mm×W53.5mm×D53.5mm (センサを除く)
センサ長： ショートタイプ135mm
ロングタイプ310mm
ケーブル長： 900mm
RTR-602S 一体型ショートセンサタイプ 約200g
RTR-602L 一体型ロングセンサタイプ 約210g
RTR-602ES 分離型ショートセンサタイプ 約250g
RTR-602EL 分離型ロングセンサタイプ 約260g-10～60℃

IP68 水中形

保証書/取扱説明書一式

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
親機/中継機設定：RTR500BW for Windows
子機設定：RTR-600 設定ユーティリティ

USB通信・光通信 (設定用)
電磁誘導方式 非接触充電

充電電流700mA (標準) 子機1台あたり

本体動作環境
付属品

1%RH

応答性

90%応答：約21分

記録間隔

1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分の15通り

データ記録容量

液晶表示

8,000個×2ch

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
測定値 (交互表示), 電池寿命警告, その他
Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)

通信時間

フルデータ吸い上げ時間：約15秒

電池寿命※1

約1年※2

電源

本体寸法

本体質量

本体動作環境
付属品
ソフトウェア※3

単3アルカリ乾電池×1

H36mm×W85mm×D36mm
約40ｇ

温度： 0～50℃
湿度： 90%RH以下 (結露しないこと)

単3アルカリ電池、登録コードラベル、スタンド、ネジ
x 2、保証書/取扱説明書一式
スマートフォン/タブレット用アプリケーション(iOS/Android対応)
T&D Thermo
パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
T&D Graph※1: 電池寿命は周辺環境、記録間隔、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内
容は新しい電池を使用したときの標準的な期間です。
※2: 記録間隔10秒以上、1日1回データ収集した場合の目安です。
※3: ソフトウェアダウンロード(無料)、及び対応OSバージョンはWebサイト(https://www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

5V 2A

充電方式

本体質量

0.1℃

測定分解能

±5%RH

専用充電器RTR-600BD

通信
インターフェース

本体寸法

at25℃、50%RH

10～90%RH

RTR500BW / 500BC※3、
RTR-500NW / 500AW / 500C※3
中継機： RTR500BC、RTR-500C

ACアダプタ AD-05A3

充電時間

±0.5℃

0～50℃

親機：

電源

入力電圧

精度

通信
インターフェース

特定小電力無線通信：ARIB STD-T67
周波数：429MHz帯
送信出力：10mW
通信距離：約50m (見通しの良い直線において)
光通信

電源

高分子膜抵抗式

測定値、時刻、作業者、品目、電池残量、その他

通信
インターフェース

液晶表示

湿度 1ch

サーミスタ

記録モード

エンドレス：記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録

温度 1ch

TR32B

センサ

1,800個

記録モード

4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用

スクリューレス端子台 (適合電線)
単線：
Φ0.32～0.65mm (AWG 28～22)
0.08～0.32mm² (AWG 28～22、素線径Φ0.12mm以上)
撚線：
ムキしろ： 9～10mm※1: 弊社では熱電対センサを取り扱っておりませんので別途ご準備ください。
※2: Autoの場合は、測定中の電圧に応じて測定レンジが自動で切り替わります。
※3: MCR-4TCは強力なノイズフィルタ機能を持っていますが、大きなノイズがあると測定値が変動することがあります。記録間隔が200ミリ秒以下の場合はノイズフィルタ機能の働きが弱くなるため、ノイズの影響を受けやすくなり、測定値の変動が大きくなることがあります。
※4: 1回の記録がフルデータに満たない場合、最大30回まで記録できます。
※5: 連結する機器の記録間隔や測定間隔などの仕様により、同期記録が開始できない場合があります。
※6: 電池寿命は周辺温度、記録方式(平均値･瞬時値)、記録間隔、測定チャンネル数、メモリカードへの保存回数などにより異なります。記載内容は新しいアルカリ電池を使用したときの標準的な期間です。
※7: ダウンロード(無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/) の対象ソフトウェア
ページをご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

96

精度

データ記録容量USB通信： USB2.0 (Mini-Bコネクタ)

パソコン用ソフトウェア (Windows対応)
MCR for Windows、T&D Graph

測定範囲

±0.5℃

S, R：
±(1.5+0.003×t)℃

測定値、記録状態、記録モード、トレンドグラフ、電池残量、その他 (日本語/英語
切替可)

CH1、CH2、CH3、CH4、USB、プレヒー
ト端子間は絶縁
印加可能電圧：±50V
絶縁抵抗：50MΩ以上 (DC±250V)-60～250℃

0.5秒

最大4台16chまで同期記録が可能
MCR-4VとMCR-4TCの連結も可能※54ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用

測定範囲

測定/表示間隔

エンドレス： 記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録
ワンタイム： 記録容量がいっぱいになると記録を停止

約4.5～130日

測定チャンネル

白金測温抵抗体 Pt1000

at -100℃以上

at 本体環境温度10～40℃

2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500ミリ秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分

温度 1chセンサ

0.1℃

冷接点補償精度：±0.5℃

50～60Hzフィルタ：ON 0.01mV
OFF 0.1 mV

測定チャンネル

測定分解能–

熱電対測定精度 (センサの誤差含まず)
K, J, T：±(0.5+0.003×t)℃

±0.8℃
測定分解能

RTR-602S / 602L / 602ES / 602EL

シンプル温度湿度データロガー

約70分※4

H198.3mm×W136mm×D56.6mm
約340g

温度：0～40℃
湿度：90%RH以下 (結露しないこと)

ACアダプタAD-05A3、USB Mini-B 通信ケーブルUS15C、壁面取り付け用ネジ×3、保証書/取扱説明書一式※1: 別売の専用充電器 RTR-600BDが必要です。
※2: ダウンロード (無料)、および対応OSバージョンはWebサイト (https://www.tandd.
co.jp/software/) の対象ソフトウェアページをご確認ください。
※3: RTR500BCまたはRTR-500Cを親機として使用する場合、別途公開の通信プロトコルを利用してお客様独自のシステムを構築していただく必要があります。詳細は弊社CX推進部までお問い合わせください。
※4: 子機の液晶画面に充電警告メッセージが表示されてから充電を開始した場合の目安です。子機本体の温度が高温のときは充電を一時停止するため充電時間が延びます。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

97

蛇口用 自動散水タイマーバルブ

配管用 自動潅水タイマーバルブ

接続形式/口径

DOV-25BT (制御部DOV-BT/バルブ部DOV-25)
温度センサセットDOV-25BT-TS
RCねじ込み式 / 25A

SJ1
接続形式/口径

給水側：専用ホースで蛇口に接続
散水側：ワンタッチ継手に接続

適用水圧

0.1～0.7MPa (1～7kgf/cm²)

適用流体

適用流体

水

適用水流量※1

1～100L/分

適用水流量※1

モーター寿命1日240回の動作で約5年 (環境により異なります)

モーター寿命通信
インターフェース

Bluetooth通信：
Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy)
無線LAN通信：IEEE 802.11b/g/n (2.4GHzのみ)
セキュリティ： WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK (AES)
WPS2.0：プッシュボタン方式 (アプリから操作)
プロトコル：HTTP (クライアント)、DHCP、DNS

適用水圧

液晶表示

無線LAN通信間隔
タイマー設定
ボタン操作
記録内容
電源

電池寿命※30.1～0.7MPa (1～7kgf/cm²)

散水状態、電池状態、通信状態、散水の残り時間、次回の散水予定時刻、温度

1. 10分 / 1時間 / 2時間から選択、休止時間帯の指定
2. 1日4回定期通信 (0：30 / 6：30 / 12：30 / 18：30)

設定可能数：最大20件
設定内容： 曜日、開始時刻、散水時間、散水間隔、温度条件※2
開始時刻： 0：00～23：59 (1分単位)
散水時間： 5秒～23時間59分55秒まで (5秒単位)

本体質量

本体動作環境
防水性能
付属品
ソフトウェア※5

通信
インターフェース

タイマー設定ボタン操作

リチウム電池 (CR123A)×1

電源

記録内容

バルブ開閉履歴 (開閉ペアで300回分)

通信間隔

無線LAN
機能

10分

1時間

ON
約1ヶ月

約4ヶ月
約6ヶ月

OFF

1年以上

1～17L/分
水圧0.3MPa (3kgf/cm²)、市販ホース (φ15) 30mを使用した場合：17リットル
1日240回の動作で約5年 (環境により異なります)

散水状態、電池状態、通信状態、散水の残り時間、次回の散水予定時刻、温度Bluetooth通信：
Bluetooth 4.1 (Bluetooth Low Energy)
無線LAN通信：IEEE 802.11b/g/n (2.4GHzのみ)
セキュリティ：WEP (64bit/128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK (AES)
WPS2.0：プッシュボタン方式 (アプリから操作)
プロトコル：HTTP (クライアント)、DHCP、DNS

無線LAN通信間隔 10分 / 1時間 / 2時間から選択、休止時間帯の指定

バルブ開閉動作 (10分間)

2時間

本体寸法

液晶表示

水

電池寿命※2

設定可能数：最大20件
設定内容： 曜日、開始時刻、散水時間、散水間隔、
温度条件
開始時刻： 0：00～23：59 (1分単位)
散水時間： 5秒～23時間59分55秒まで (5秒単位)
バルブ開閉動作 (10分間)

バルブ開閉履歴 (開閉ペアで300回分)
単3アルカリ電池×2
通信間隔

無線LAN
機能

10分
1時間
2時間

ON
約2ヶ月

約8ヶ月

約11ヶ月

バルブ H70mm×W106mm×D75mm
制御部 H53mm×W120mm×D85mm

本体寸法H98mm×W99mm×D94mm

本体質量

0～50℃ (凍結・結露しないこと)

本体動作環境約255g

リチウム電池 CR123A、保証書/取扱説明書一式、温度センサTSB-1351 (温度センサセットのみ)

付属品

バルブ 約175g
制御部 約150g

制御部 IP33 防雨形※4

スマートフォン/タブレット用アプリケーション (iOS/Android対応)
T&D SmartValve※1: 適用水流量を超えて使用した場合、故障、動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください。
※2: 温度センサ接続時のみ温度条件による散水が可能です。温度上限値/下限値に加え、センサケーブル先端とセンサモジュール部の温度差による判定も可能です。
※3: バルブの開閉回数が1日4回以内、省電力設定 (12時間休止) の場合の目安です。電池
寿命は通信回数、バルブ開閉回数、周辺温度、ネットワーク環境、電池性能などにより異なります。
※4: 配管への取り付け時に水がかかりそうな場合は、制御部を離して作業を行ってください。
※5: 対応端末、OSバージョンについてはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/)からアプリケーションの詳細をご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

防水性能

ソフトウェア※3

OFF

1年以上

0～50℃ (凍結・結露しないこと)
IP33 防雨形

給水ホース (ホース部分1.5m / 内径13mm)、
留め具、ネジ×4、単3アルカリ電池×2、保証書/取扱説明書一式

スマートフォン/タブレット用アプリケーション (iOS/Android対応)
T&D SmartValve※1: 適用水流量を超えて使用した場合、故障、動作不良の原因になります。水流量の範囲内でご使用ください。
※2: バルブの開閉回数が1日4回以内、省電力設定 (12時間休止) の場合の目安です。電池
寿命は通信回数、バルブ開閉回数、周辺温度、ネットワーク環境、電池性能などにより異なります。
※3: 対応端末、OSバージョンについてはWebサイト (https://www.tandd.co.jp/software/)からアプリケーションの詳細をご確認ください。
上記仕様は予告なく変更することがあります。

• このカタログは印刷物のため、商品の写真と実際の色とは異なる場合があります。
• このカタログに記載の価格および仕様は技術改善等により予告なく変更する場合があります。
• このカタログ中で使用している会社名および製品名は、それぞれ各社の登録商標もしくは商標です。
「」「」のロゴはティアンドデイの登録商標です。
• Bluetooth ®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ティアンドデイはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

松本Base〒390-0852 長野県松本市島立817-1 TEL：0263-40-0131 FA X：0263-40-3152 E-MAIL：support@tandd.co.jp
東京Base〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-9-8 朝日生命宮益坂ビル 2階 TEL：03-6427-6769
製品に関する質問・ご相談の受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00【月～金曜日（祝日除く）】
2024.08 16300000491F (第15版)

98