デジタル出力気圧センサー

㻭㻰㻻

優れたデジタル出力センサー: 産業用温度範囲

特徴• 全ての誤差は0.1%以下• 幅広い -20 _ 85°C 補正温度範囲• オールセンサーズのGA142シリーズに電気的に互換性があります• 高められたデュアル周辺インターフェースモード

応用分野

概要
デジタル出力圧力センサーは温度と圧力において実質的に全ての反復可能な誤差を除去する、十分なデジタル出力を行う適

切な表面マッピング技術に基づいています。このシリーズより良いオフセット、スパン、直線性特性を持つ12ビットデジタ
ルシリアル出力（高解像度モードでは14ビット）を提供します。この出力はオールセンサーズGA142シリーズセンサーと完
全に互換性があるのと同様にSPIとMICROWIRE/PLUSにも互換性があります。
同期的通信に加え、デジタル出力圧力センサーは双方向、TTLレベルの同期的シリアルインターフェースモード（9600~19200ボーの選択可能なハードウェア）を組み込んでいます。このモードは、ホストがモデル情報、圧力範囲、シ

Fax：047-489-5940

リアルナンバー、圧力ユニット、変換因子に関してセンサーからデータを得る事が出来るコマンドセットを含んでいます。
このコマンドセットにより、ホストは高解像度出力モードを選択し、オフセットを微調整をする事ができ、また、このコマンドセットは、同じインターフェースバスに接続されるマルチプルセンサーを可能とするアドレス指定可能な特徴を持っています。
このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食的、不活性ガスに使われる事を目的としています。

ピン説明
 
SD਀Ȁ଀ 6LH[
[

Ȁ
਀ 

 WR਀ WR

Pin Label
1 Vcc

Description+5V power supply input

2

Data/SI

Data output for synchronousmode. Serial in for asynchronous mode.

3

Clock/SO

Clock output for synchronousmode. Serial out for asynchronous mode.

4

Ready/Mode Ready output for synchronousmode. Selects asynchronousmode when held low duringreset.

5

Convert/BR

Convert input for synchronousmode. Selects one of twobaud rates for asynchronousmode (low=9,600,
high=19,200).

6GroundGround for power and signals

଀  Ȁ Ԁ  








က

਀Ȁ


਀







 ఀ 7(6 'PH VLR V HV਀POOLPHWHUV






਀Ȁ


Pressure Applied to Port B

All Sensors

DS-0010 Rev A

オールデバイス株式会社

電話：047-489-5939

全ての信号は5V TTL/CMOS互換性があります。

図面

https://all-device.com/

info@all-device.com• 医療機器• 環境制御関連
• 気象用

㻭㻰㻻
基本仕様

環境仕様

供給電圧 (Vcc)
Gndに対する各ピンでの電圧
リード線耐久温度

7Vdc

動作電圧範囲+4.75Vdc _ +5.25Vdc-0.6 _ Vcc+0.6V

補償温度範囲-20°C _ +85° C

250°C

動作温度範囲-20 _ +105° C

保存温度範囲-40 _ 125° C

最大湿度

0 _ 95% RH(はんだ付け時間2〜4秒)(結露なきこと)

標準圧力範囲圧力範囲

圧力範囲

BARO-DO

600 _ 1100N#BS

L1B_L1B

BARO-INHG-DO

20 _ 32JODIFT)HL1B_L1B

型式

過負荷耐圧

破壊耐圧

3

60 PSI

120 PSI

3

60 PSI

120 PSI

最小

定格

最大

単位

解像度

12

--

--

Bit

変換速度

--

8

16

mS

--

8

12

mA

--

1.0

2.5

mBar

--

0.025

2.0

mBar

米国単位

デジタルスパン (4)国際単位

一般的な特性仕様
パラメータ (1)

供給電流
全体の精度

(5)

長期安定性 (年)

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、全てのパラメータは5.0ボルトの励起電圧で測定されています。圧力測定はポートBにかかる正圧です。
追記 2: デジタル出力は2の補数の16ビットのバイナリー出力です。かかる圧力は圧力変換表（以下）によって計算されます。 モード欄は機器の動作モードを表します。（A：標準解像度、B：高解像度）。FSO及び単位は各モデルに関して示されています。FSO及び単位は各モデルに関して示されています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の 1 時間によるものです。
追記 4: デジタルスパンは解像度の動作モードに左右されます。特定のモデルのデジタルスパンを判別するためにデジタルスパン表（以下）を参照してください。超過圧 超低圧状態では、状態を表すために記載されたデジタルスパンよりも、デジタル出力は1カウント高い、もしくは 1
カウント低く（それぞれ）なります。
追記 5: 全体の精度は温度、直線性、再現性、オフセット及びスパン較正における、オフセット及びスパンシフトの影響を示しています。

BarometerDigitalOutputPressureSensors


㻭㻰㻻

同期タイミングダイアグラム (注意: 非同期モードタイミングはRS-232ごとです。 RS-232を使うには適切な電圧レベル 互換のためにMaxim MA232インターフェース回路が必要です。)



‫܀‬ఀ

 



info@all-device.com

   












https://all-device.com/­   #ఀ   $

Parameter‫    ܀‬    ‫! ܀‬‫  ܀‬‫ ܀‬ᄀ

Min
̀̀

Ȁ
̀̀
̀̀

Typ

̀̀
ԀȀ
Ȁ


Max

̀̀
Ԁ
̀̀
̀̀




Units

















Ref




 












Parameter    
!
  





Ԁ

Min
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀


Ȁ

Typ
Ԁ
Ԁ








­

Max
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀

Units






Fax：047-489-5940

Ref









電話：047-489-5939





通常構成
非同期的通信通常の同期的通信構成（全てのセン

通常の非同期的通信構成。このモードピ

サーGA142シリーズデジタル出力センは起動時に取得され、もしピンが下げンサー）。

られているならば、センサーは非同期的通信モードになります。このモードはア


SOSI BR
Mode

オールデバイス株式会社

同期的通信

ドレス指定可能なコマンドによってマル



チプルセンサーをサポートします。コン 

Clock

バート/BRピンはその時2つの利用可能なSOSI

Data
Convert
Ready

ボーレートの内1つを選択します。

 BR
Mode

All Sensors


㻭㻰㻻
コマンド要約表

コマンド

説明

RA<cr>

Read Accuracy String

RA=[Accuracy String]<cr>

RC<cr>

Read Captured Pressure

RC=[hhhh]<sp>[eeee]<cr>

RH<cr>

Read High Resolution Pressure

RH=[hhhh]<sp>[eeee]<cr>

RL<cr>

Read Low Resolution Pressure

RL[llll]<sp>[eeee]<cr>

RM<cr>

Read Model

RM=[Model String]<cr>

RR<cr>

Read Pressure Range

RR=[pressure Range String]<cr>

RS<cr>

Read Serial Number

RS=[S/N String]<cr>

RT<cr>

Read Temperature

RT=[Temperature Range String]<cr>

U[S/N String][Command]<cr>

Unique Command

For Matching S/N

応答

U[S/N String],sp>[Response String]

For Non-matching S/N {null}WC<cr>

Capture Pressure{null}

表記:<> は1文字のascii文字を表します。。
[] はascii文字列を表します。
{} 分岐内のテキストは応答を表します。(これは基本的にはコメントです。）
引用符内のテキストはascii文字列字体を表します。

定義:
項目

名称

説明

<cr>

Carriage Return

ascii Carrage Return. This is a command/response delimiter

<sp>

Space

ascii Space Character[Accuracy String]

Accuracy String

Part accuracy string. Given in % full scale output.
Example: 0.250 %FSO
Notes:
1.) There is a space between the numeric accuracy “0.250”
and units “%FSO.”
2.) FSO stands for Full Scale Output (full scale output isdetermined by the Pressure Range String.)[hhhh]High Resolution Output

This is a four character ascii string representing ahexidecimal value.
Example: 3F7C
Represents an output count of 16,252
Note: the output is forced to “8000” upon an error.
except error bit 8, see error bit codes.

[llll]

Low Resolution Output

This is a four character ascii string representing ahexidecimal value.
Example: 1D58
Represents an output count of 7,512
Note: the output is forced to “8000” upon an error.
except error bit 8, see error bit codes.

[Model String]

Model String

Part Model as given in the data sheet (also order number.)
The general model syntax is[Full Scale Pressure]<sp>[Pressure Units]-[Pressure Model]-DO
Example: 100 PSI-D-DO
Where:
Full Scale Pressure=100
Pressure Units=PSI (inH2O, mbar or mmHg available)
DO represents Digital Output
Notes:
1.) Exception to this syntax is the Barometer.
2.) Custom models may be different.

BarometerDigitalOutputPressureSensors


㻭㻰㻻
定義:
項目

名称

Pressure Range String

This is the compensated pressure range of the part.
Syntax: [low limit]<sp>”to”<sp>[high limit]<sp>[units}[mode]
Esample: 20 to 32 mmHgA
Where:
Low limit = 20
High limit = 32
Units = mmHg
Mode = A (absolute pressure) (D differential and G gagepressure also available.)[Response String]

A Fully Formed Response String

Example: “RL=1E43<sp>0000<cr>[S/N String]

Serial Number String

YMDD-NN-BSPP (12 character String)
Where:Y : Year (0~9)
M : Month (A~M, excluding I)
DD: Day of Month
NN: Lot (lot sequence for a given day)
B : Lot Batch# (A~Z)
S : Test Oven Slot# (1~5)
P : Position on Slot (1~15)
Example: 3D23-03-A103

説明

Month Codes
info@all-device.com

January : A
February : B
March
:C
April
:D
May
:E
June
:F
July
:G
August : H
September : J
October : K
November : L
December : M

This is the compensated temperature range of the part.
Syntax: [low limit]<sp>[high limit]<sp>”C”
Example: -20 to 85 C
-40 to 125 C and custom ranges also available.

[eeee]

Error Codes

The error codes are bits packed within a double byte.
The four character string is an ascii hex expression.
The error code bits are:Bit 0 : Part not factory compensatedBit 1 : Tdex Overflow
Bit 2 : Tdex Over-range
Bit 3 : Pdex Overflow
Bit 4 : Pdex Over-range
Bit 5 : PWL Overflow
Bit 6 : Scale Overflow
Bit 7 : High Resolution Overflow
Bit 8 : Pressure Output Limited to Specific Value
Bits 9 through 15 : Reserved

Fax：047-489-5940

Temperature Range String

Example: 0100
Represents erro bit 8 set and the Pressure Output Limited
Notes:
Bit 0 : This should not appear if the part has been calibrated
Bits 1 thru 7 : indicate computational error when compensatedBit 8: indicates that the pressure applied to the part exceeds therange of the part and is limit to either the high or low limit{null}

Null Response

No response from the part. In the event of a serial number
mismatch the part will not respond (to avoid buss contention.)

オールセンサーズはここに記載したいかなる製品を改良する権利を保有します。オールセンサーズはここに記載したいかなる製品および回路の応用や使用により発生する責任を担うことを意図していません。
占有特許権やその他の権利を譲渡していません。
® MICROWIRE/PLUSはナショナルセミコンダクターの商標登録です。

All Sensors

DS-0010 Rev A


電話：047-489-5939[Temperature Range String]https://all-device.com/

April 23, 2003
3rd lot of the day
Batch A, Slot 1, Position 03
This allows traceability to original test data

オールデバイス株式会社[Pressure Range String]デジタル出力気圧センサー

㻭㻰㻻

優れたデジタル出力センサー: 拡張された温度範囲

特徴• 全ての誤差は0.1%以下• 幅広い -40 _ 125 C 補正温度範囲• オールセンサーズのGA142シリーズに電気的に互換性があります• 高められたデュアル周辺インターフェースモード

応用分野

概要
デジタル出力圧力センサーは温度と圧力において実質的に全ての反復可能な誤差を除去する、十分なデジタル出力を行う適

切な表面マッピング技術に基づいています。このシリーズより良いオフセット、スパン、直線性特性を持つ12ビットデジタ
ルシリアル出力（高解像度モードでは14ビット）を提供します。この出力はオールセンサーズGA142シリーズセンサーと完
全に互換性があるのと同様にSPIとMICROWIRE/PLUSにも互換性があります。.
同期的通信に加え、デジタル出力圧力センサーは双方向、TTLレベルの同期的シリアルインターフェースモード

https://all-device.com/

info@all-device.com• 医療機器• 環境制御関連• 気象用

ンドセットは、同じインターフェースバスに接続されるマルチプルセンサーを可能とするアドレス指定可能な特徴を持っています。
このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食的、不活性ガスに使われる事を目的としています。
全ての信号は5V TTL/CMOS互換性があります。

図面

ピン説明

7\SLFDO

3LQ6L]H[
[




3LQ     WR
WR






$













127(6
 'LPHQVLRQVLQLQFKHV PLOOLPHWHUV




%




2

Data/SI

Description+5V power supply input

3

Clock/SO

4

Clock output for synchronousmode. Serial out for asynchronous mode.

Ready/Mode Ready output for synchronousmode. Selects asynchronousmode when held low duringreset.

5

Convert/BR






Pressure Applied to Port B

All Sensors

Pin Label
1 Vcc

DS-0011 Rev A

6

GroundData output for synchronousmode. Serial in for asynchronous mode.

Convert input for synchronousmode. Selects one of twobaud rates for asynchronousmode (low=9,600,
high=19,200).
Ground for power and signals

電話：047-489-5939

このコマンドセットにより、ホストは高解像度出力モードを選択し、オフセットを微調整をする事ができ、また、このコマオールデバイス株式会社

リアルナンバー、圧力ユニット、変換因子に関してセンサーからデータを得る事が出来るコマンドセットを含んでいます。

Fax：047-489-5940（9600~19200ボーの選択可能なハードウェア）を組み込んでいます。このモードは、ホストがモデル情報、圧力範囲、シ

㻭㻰㻻
基本仕様

環境仕様

供給電圧 (Vcc)

7Vdc

動作電圧範囲250°C

動作温度範囲-0.6 _ Vcc+0.6V

Gndに対する各ピンでの電圧

リード線耐久温度 (はんだ付け時間2〜4秒)

圧力範囲

圧力範囲

600_1100N#BS

L1B_L1B

米国単位

BARO-DO-MIL

BARO-INHG-DO-MIL
BARO-DO-MIL-PCB

BARO-INHG-DO-MIL-PCB

20 _ 32JODIFT)H

600_1100N#BS
20 32JODIFT)H

一般的な特性仕様
パラメータ (1)

解像度
変換速度

-40°C _ +125° C-40 _ +125° C

保存温度範囲国際単位-40 _ 150° C(5)

長期ドリフト (年)

0 _ 95% RH(結露なきこと)

デジタルスパン (4)

過負荷耐圧

破壊耐圧

3

60 PSI

120 PSI

3

60 PSI

120 PSI3L1B_L1B
L1B_L1B

60 PSI

120 PSI

60 PSI

3

L1B_L1B

120 PSI

最小

定格

最大

単位

12

--

--

Bit

--

8

12

mA

--

供給電流
全体の精度

補償温度範囲

最大湿度

標準圧力範囲型式+4.75Vdc _ +5.25Vdc

---

8

16

1.0

2.5

--

2.0

mS

mBar
mBar

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、全てのパラメータは5.0ボルトの励起電圧で測定されています。圧力測定はポートBにかかる正圧です。
追記 2: デジタル出力は2の補数の16ビットのバイナリー出力です。かかる圧力は圧力変換表（以下）によって計算されます。
モード欄は機器の動作モードを表します。（A：標準解像度、B：高解像度）。FSO及び単位は各モデルに関して示されています。FSO及び単位は各モデルに関して示されています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の 1 時間によるものです。
追記 4: デジタルスパンは解像度の動作モードに左右されます。特定のモデルのデジタルスパンを判別するためにデジタルスパン表（以下）を参照してください。超過圧 超低圧状態では、状態を表すために記載されたデジタルスパンよりも、デジタル出力は1カウント高い、もしくは 1カウント低く（それぞれ）なります。
追記 5: 全体の精度は温度、直線性、再現性、オフセット及びスパン較正における、オフセット及びスパンシフトの影響を示しています。

Error Code Table (Asynchronous mode)

Bit 0 : Part not compensatedBit 1 : Tdex Overflow
Bit 2 : Tdex Over-range
Bit 3 : Pdex Overflow
Bit 4 : Pdex Over-range
Bit 5 : PWL Overflow
Bit 6 : Scaling Overflow
Bit 7 : High resolution overflow
Bit 8 : Pressure Output Limited to Specified Value
Bit 9 through Bit 15 : Reserved

Pressure Conversion Table
Mode

Pressure Output Equation

6

3RXW 'LJLWDO2XWSXW[)62[8QLWV

+3RXW 'LJLWDO2XWSXW[)62[8QLWV

Digital Span Table
Span

Mode S (Standard)

Mode H (High Res)WR
WR
WR

WR
WR
WR

Barometer Digital Output Pressure Sensors


㻭㻰㻻

info@all-device.com

Option: PCB mounted compatible to GA-series and SMRT series

電話：047-489-5939

Fax：047-489-5940

https://all-device.com/

Optional 90 degree lead bend

同期的通信

非同期的通信

通常の同期的通信構成（全てのセン

通常の非同期的通信構成。このモード

サーGA142シリーズデジタル出力セ

ピンは起動時に取得され、もしピンがンサー）。

下げられているならば、センサーは非同期的通信モードになります。この+RVW
6\VWHP

6HQVRU
Clock62
Data6,
Conv ert%5
Ready0RGH

All Sensors

モードはアドレス指定可能なコマンド
によってマルチプルセンサーをサポートします。コンバート/BRピンはその時2つの利用可能なボーレートの内1つをオールデバイス株式会社

通常構成
6HQVRU +RVW
6\VWHP&ORFNSO'DWDSI&RQYHUW BR
5HDG\Mode

6HQVRU Q&ORFNSO'DWDSI&RQYHUW BR
5HDG\Mode

選択します。

DS-0011 Rev A


㻭㻰㻻
非同期コマンドサマリー (1,2)
Command

Description

RM

Read Model Information

RD
RO
RP

RR
RS

WD<Mode>WO<Offset>

U<S/N><Cmd>

Response

Read Mode Setting

RD=<Mode>

RM=<Model String>

Read User Offset Setting

RO=<hhhh>

Read Pressure

RP=<hhhh>

Read Device Pressure Range

RR=<Range String>

Read Serial Number

Write Mode Setting (“S” = Standard, “H” = High Resolution)
Write User Offset Setting

Select Unique Part for following command (for multidrop
configurations).

RS=<Serial Number String>
WD=<Mode>
WO=<hhhh>

U<S/N><Cmd>

非同期コマンド追記点
追記 1: 全てのコマンドと応答はASCII文字でキャリッジリターンで終わりを表します。(キャリッジリターンは、コマンド及び応答表で示されています。) EXAMPLE: THE READ HIGH RESOLUTION PRESSURE COMMAND (REPRESENTED BY: RH<CR>) IS GIVEN BY THE
FOLLOWINGTHREE BYTE SEQUENCE: 0X52 0X48 0X0D
追記 2: <hhhh>は16ビットの単一値を表す4バイトのASCII文字列です。例：RH=2B7Dは0x2B7D(十進数では11,133)の値の圧力出力を伴
うRHコマンドの応答を表します。
追記 3: <LLLL>は低解像度の出力を表す4バイトのASCII文字列です。
追記 4: <eeee>は16ビットのエラーコードです。表現は4バイトのASCII文字列（2バイトもしくは16ビットを表す）です。"NOERROR"状態は"0000"によって表されます。 A “NO ERROR” CONDITION IS
EXPRESSED AS “0000’ WHERE AN ERROR IS EXPRESSED BY SETTING AN INDIVIDUAL BIT OF THE ERROR WORD AND PRESENTING IT
IN ASCII HEX FORMAT.
追記 5: {NULL} はヌル応答（無応答）です。. THE INTENT UTILITY OF THE COMMAND IS TO APPLY THIS COMMAND IN A
MULTIDROP CONFIGURATION (BUSSEDCONFIGURATION) AND SIMULANEOUSLY CAPTURE THE PRESSURE OF ALL OF THE DEVICES ON THE BUSS. THE CAPTUREDREADINGS CAN SUBSEQUENTLY BE READ USINGTHE U COMMAND (SELECT UNIQUE PART) INCONJUNCTION WITH THE RC
COMMAND. EXAMPLE: U<S/N>RC<CR>

16-Mar-03

オールセンサーズはここに記載したいかなる製品を改良する権利を保有します。オールセンサーズはここに記載したいかなる製品および回路の応用や使用により発生する責任を担うことを意図していません。
占有特許権やその他の権利を譲渡していません。
® MICROWIRE/PLUSはナショナルセミコンダクターの商標登録です。

Barometer Digital Output Pressure Sensors