NPI-19 シリーズ
中圧圧力センサー
応用分野

特徴• プロセス管理システム• ソリッドステートの高い信頼性• 油圧システムおよび油圧バルブ• 316L ステンレス, 媒体隔離型設計• 医療機器• 静的精度±0.5%• 冷却及び空調• 温度補償0~70℃• 家電製品• 船舶及び海洋施設• 高感度 100 mV フルスケール出力（ 励起電流1.0 mA）• 航空機および航空電子システム• 直線性 通常 0.1% フルスケール出力• 電流駆動圧力範囲: 0 to 15 psig (0 to 1 bar),
0 to 250 psig (0 to 17 bar) ゲージ圧または絶対圧• 電圧駆動圧力範囲: 15, 30, 50, 100, 200 and
300 psi (1, 2, 3, 7, 14 and 20 bar)ゲージ圧または絶対圧• 標準構成̲ 1/2 in-20 UNF threaded male port with 1.0 in(25 mm)

̲ 0.74 in (18.8 mm) diameter x 0.28 in (7 mm) longcylinder with o-ring seals

̲ 1/4 in-18 NPT male port with 7/8 in (22 mm)
̲ 1/8 in-27 NPT male port with 7/8 in (22 mm)• 圧力範囲や構成のカスタマイズも可能です。
詳細はお問い合わせ下さい。

〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 シリーズ仕様
電流駆動中圧媒体隔離型圧力センサー
NovaSensor NPI シリーズは、最新の媒体隔離型センサー技術を搭載しており、OEMユーザーに最高の価格と性能を提供します。これらは敵対的な環境で動作するように設計されており、優れた感度・直線性・およびシリコンセンサーのヒステリシスを提供します。ピエゾ抵抗式センサーダイはステンレスのダイヤフラムと筐体によって計測媒体から隔離されています。全てのNovasensorの圧力センサーと同様にNPIシリーズは優れた出力安定性を提供するSenStable®技術を採用しています。

A-Out

モジューラー設計により、センサーモジュールヘッダーにR1D様々な圧力ポートを設計することが出来ます。標準タイプ+In
A・B・H・Jなどがあります。
4R2
温度補償のための抵抗がセラミック基板状にあり、温度誤差を最低限に抑え、0~70℃の補償範囲で0.75%フルスケール出力Bの最大オフセット誤差を提供します。
+Out
53

R521C

R3-In

R4A

R1D4A-Out

R1+In4R6R25R521+InR2B

3D-OutR3C+OutB
53R5-In

R4NPI-19 シリーズ電流駆動モデル等価回路図〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

21C

R3R7+Out-InR4NPI-19 電圧駆動モデル等価回路図

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

NPI-19 シリーズ仕様
パラメーター(8)値

パラメーター

追記

単位

最小

通常

最大

追記

性能 (1) (5)
圧力範囲
NPI 19

NPI-19VC

過負荷耐圧

0 to 100 kPa
0 to 200 kPa
0 to 700 kPa
0 to 1700 kPa

0 to 15 psi (0 to 1 bar)
0 to 30 psi (0 to 2.07 bar)
0 to 100 psi (0 to 6.89 bar)
0 to 250 psi (0 to 17.24 bar)

0 to 103.4 kPa
0 to 206.8 kPa
0 to 344.7 kPa
0 to 689.4 kPa
0 to 1379 kPa
0 to 2068 kPa

0 to 15 psi (0 to 1 bar)
0 to 30 psi (0 to 2.07 bar)
0 to 50 psi (0 to 3.44 bar)
0 to 100 psi (0 to 6.89 bar)
0 to 200 psi (0 to 14 bar)
0 to 300 psi (0 to 21 bar)2x

1.0 mA
10 VDC108 Ω

最大1.5mA
最大1.5 VDC
@50 VDC

4,000 Ω
4,000 Ω
5,000 Ω
5,000 Ω

± 20%
± 20%
± 20%

環境仕様
温度範囲
動作温度範囲(6)補償温度範囲-40°F to 257°F
32°F to 158°F
10 gRMs
100 g
1 x 10 6 Cycles(-40°C to 125°C)(0°C to 70°C)
20 to 2000 Hz
11 milliseconds

重量0.02 lb (10 g)
0.1 lb (45 g)

NPI-19A-XXX
NPI-19B/H/J-XXX

媒体互換性

All corrosive media compatible with
316 L stainless steel

筐体及びダイヤフラム

316L stainless steel

推奨 O-リングType A
Type B

0.66 in x 0.039 (16.76 mm x 1 mm) diameter2-013 per ISO 3601/1

耐衝撃性
製品寿命

オフセット

-2

12mV

70
99

10010013010122

直線性

%FSO

-0.25

0.10.25

3

ヒステリシス
および再現性

%FSO

-0.05

0.01

0.05

-0.75
-1.0

0.2
0.2

0.75
1.044%FSO-0.75

020.75

4%FSO

-0.2

0.10.2

オフセット温度精度
NPI-19
NPI-19VC%FSO%FSOフルスケール出力温度精度

電気仕様@ 25°C
励起入力
NPI-19
NPI-19VC
絶縁抵抗
入力インピーダンス
NPI-19
NPI-19VC
出力インピーダンス
ブリッジ抵抗mV

フルスケール出力
NPI-19mV
NPI-19VC
mV

温度ヒステリシス
オフセット
短期安定性µV/V

56

フルスケール出力 µV/V
短期安定性

56

オフセット
長期安定性%FSO

0.1

7

フルスケール出力 %FSO
長期安定性

0.1

7

1. オフセットにおける性能、オフセット温度精度、フルスケール出力温度精度を補償します。

機械仕様〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

2. フルスケール出力において 1.0 mA 励起電流, 10 VDC for NPI-19VC.
3. 直線性はベストフィットストレートラインによって求めています。
4. 2°F to 158°F (0°C to 70°C) は 77°F (25°C).を参照した値です。
5. 32°F to 158°F (0 to 70°C)
6. オフセット/ブリッジ電圧で正規化（100 時間、通常値、理論値）
7. 通常1年（理論値）
8. 真空分野における利用についてはお問い合わせ下さい。

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com

注文方法

NPI-19 シリーズ仕様

NPI-19 NovaSensor Pressure Type (ISO Sensor)
型番

圧力ポート

A

No port, o-ring sealB

1/2-20 UNF

H

1/4-18 NPTJ

1/8-27 NPT
型番
101

圧力範囲
100 kPa, 1 mA

201

200 kPa, 1 mA

701

700 kPa, 1 mA

172

1700 kPa, 1mA

015

015 psi (1 bar), 10 V030

30 psi (2.07 bar), 10 V050

50 psi (3.44 bar), 10 V

100

100 psi (6.89 bar), 10 V

200

200 psi (14 bar), 10 V

300

300 psi (21 bar), 10 V
型番

圧力基準A

絶対圧

G

ゲージ圧
型番 供給電力
HV

定電流供給 (1.0 mA)
低電圧供給 (10 VDC)

NPI-19 - ̲̲̲̲ - ̲̲̲̲ - ̲̲̲̲ - ̲̲̲̲ 標準モデル番号

NPI-19 Series 図面〒273-0864 千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 222

Tel:047-489-5939 https://all-device.com/

Email:info@all-device.com
AAS-920-312C-10/2015