Thermo RecorderTR-700W シリーズ1基本ガイド

TR-701NW,1TR-702NW は有線 LAN 専用です。
TR-701AW,1TR-702AW は無線 LAN（802111b/g）専用です。

TR-700W シリーズでできること
TR-700W シリーズは、LAN 通信機能を搭載しているデータロガーです。ネットワークを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報メール送信などの遠隔地の温湿度管理が行えます。ネットワークへの接続は有線 LAN または無線 LAN の利用が可能です。

1パソコンに本体を接続する

444USB ドライバのインストールが完了すると、本体初期設定の内容が自動的に表示されます。

111スタート画面またはスタートメ

ニューより
TR-700W for Windows を起動します。

222TR-700W 設定ユーティリティを起動します。
333付属の USB ケーブルでパソコンに本体を接続します。
自動で USB ドライバのインストールが始まります。
* ソフトウェアのインストールが済んでいないパソコンに本体を接続しないでください。
* この時点で LAN ケーブル、AC アダプタを接続する必要はありません。

USB 接続上記の設定画面が自動的に表示されない場合
USB ドライバのインストールに失敗している可能性があります。[ 機器を認識しないときは ] をご覧になり、USB ドライバの確認をしてください。

WindowsXP をお使いの場合、[ 新しいハードウェアの検索ウィザード ] ウィンドウが表示されます。詳しくは裏面の [USB ドライバのインストール手順 ] をご覧ください。

使い始める前に1本体の初期設定をする
本製品で用いられる用語について© Copyright T&D Corporation. All rights reserved. 2012.12 16504900004（第 1 版）

http://www.tandd.co.jp/

本体 またはTR-700W シリーズ

TR-701NW, TR-701AW, TR-702NW, TR-702NW-H, TR-702AW, TR-702AW-H
上記 6 機種の総称■基本的な設定をする

現在値

モニタリングするために取得する測定値

記録データ

指定した記録間隔ごとに本体内に蓄積される測定値

111[ 基本動作設定 ] タブで [ 本体設定 ] メニューを選択します。
222[ 本体設定 ] 画面で次の情報を入力し、[ 設定値の送信 ] ボタンをクリッ

1記録条件の設定をする
111[ 記録設定 ] タブで [ 記録設定 ] メニューを選択します。
222記録条件を設定します。

クします。

準備をしようソフトウェアをインストールする前に本体をパソコンに接続しないでください

1パソコンにソフトウェアをインストールする

1本体の準備をする

111Windows を起動し、Administrator（管理者）権限でログインします。
222CD-ROM を CD/DVD ドライブにセットします。
333[ インストールプログラム ] ウィンドウが開きます。

111本体にセンサを接続します。
TR-701NW / 701AW

機器名

本体を識別するための名前を入力します

LAN 通信用パスワード

ネットワーク経由で本体に接続する際のパスワードを入力します。
現在値モニタ利用時（ 使ってみよう 参照）に必要になります。

TR-702NW / 702AW

333[ 時刻設定 ] タブを選択します。
444" パソコンの時刻を設定する " または " 指定する時刻を設定する " を選

[ 自動再生 ] ウィンドウが表示された場合[start.exe の実行 ] を選択してください。

222本体にバックアップ用の電池をセットします。電池 BOX を引き出し、[ インストールプログラム ] ウィンドウが自動で表示されない場合択し、入力内容を確認して [ 設定の送信 ] ボタンをクリックします。

電池の＋ / −を間違えないようにセットしてください。

CD/DVD ドライブ内の [start.exe] のアイコンをクリックしてください。

記録間隔

記録間隔を選択します

記録開始方法

即時スタート ･･･[ 記録開始 ] ボタンをクリックしたタイミングで記録を開始します
予約スタート ･･･ 指定した時刻に記録を開始します

温度単位

温度単位を選択します

記録間隔と記録可能時間の例
1秒

30 秒

5分

15 分

60 分

約 2 時間 13 分

約 2 日 18 時間

約 27 日 18 時間

約 83 日 8 時間

約 333 日 8 時間

例：記録間隔 30 秒×データ数 8,000 個 =240,000 秒（約 2 日 18 時間）* 記録データが上限に達すると、一番古いデータから上書きし、記録を続けます。

333[ 記録開始 ] ボタンをクリックすると、記録を開始します。

* Windows8 をご利用の場合は、以下デスクトップ画面での操作となります。

444[TR-700W for Windows のインストール ] を選択し、[ 実行 ] ボタンをクリックしてください。

記録条件を変更したり、新たに記録を開始したりすると、本体内の記録データは全て消失します。

バックアップ電池をセットすることにより、停電等で AC アダプタが使用不可能な場合、測定・記録を継続することができます（ネットワーク通信はできません）。
全てのアプリケーションをインストールしてください。

555画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。

* 電池を入れていない状態で AC アダプタが使用できない状態になった場合、記録データは全て消去されます。
* 電池は自然放電または腐食などにより性能が劣化していきます。AC アダプタを使用している場合
でも、約 1 〜 2 年を目安に交換することを推奨します。

1ネットワークに関する設定をする
111[ 基本動作設定 ] タブで [ ネットワーク設定 ] メニューを選択します。
222DHCP の設定をします。

DHCP を使用する場合は [ON] にします。IP アドレスを固定して利用する場合は、[DHCP] を [OFF] にして IP アドレス等を設定します。

333本体の液晶部に測定値が表示されます。
正常時

センサエラー時（センサ未接続、接触不良、センサ故障時）

インストールの途中で、以下のような画面が表示された場合、［インストール］または［続行］ボタンを選択してください。

詳しくは裏面の [1設置をする
111本体を測定箇所に設置します。
222TR-701NW / 702NW は、本体とネットワーク機器を LAN ケーブルで接続します。

333本体に付属の AC アダプタを接続します。

DHCP について ] をご覧ください。

333TR-701AW / 702AW は、ご利用の無線 LAN アクセスポイントの設定値にあわせて設定します。

本体の各種ボタン操作については、操作ガイドに記載されています。
困ったとき・詳細情報は ] を参考にして、操作ガイドをご覧ください。
裏面の [TR-701AW / 702AW の場合、無線 LAN アクセスポイントへの接続に成功すると、LINKLED が点灯します。

666インストールの完了後、Windows のスタート画面またはスタートメ
ニューに "TR-700W for Windows" が登録されます。

777手順 4. に戻り、残りのアプリケーションを全てインストールしてください。

・ AOSS、WPS 等の無線 LAN ツールを利用しての設定はできません。
・ 本体の MAC アドレスは [ 設定一覧 ] メニューで確認することができます。

444[ 設定値の送信 ] ボタンをクリックします。

使ってみよう

1現在値を付属ソフトウェアでモニタリングする

1記録データをパソコンに吸い上げる

現在値を Web ブラウザでモニタリングする

111現在値モニタを起動します。

以下の条件下にあるとき、記録データは下記フォルダに自動的に保存されます。

■の・ 現在値モニタの [ 現在値取得設定 ] で " 記録データを取得する " にチェックを入れている
・ 現在値モニタを起動している・ 本体が記録中であるで DHCP を [ON] にしている場合

USB ドライバのインストール手順
Windows XP をお使いのパソコンで、USB デバイスを接続した場合、" 新しいハードウェアの検索ウィザード " が自動で起動します。指示に従いUSB デバイスドライバをインストールしてください。

111" いいえ、今回は接続しません " を選択します。

ドキュメント / マイドキュメント内 "TandD Corp¥ 現在値モニタ ¥TR-700W\Archive" フォルダ

111TR-700W 設定ユーティリティを起動し、[ ネットワーク経由の設定 ] タブを選択します。の で設定した本体がアドレスリスト内に表示されます。

222[ 設定 ] − [ 現在値取得設定 ] を選択し、表示されたウィンドウ内で[TR-700W] を選択します。

222" ソフトウェアを自動的にインストールする ( 推奨 )" を選択します。
IP アドレスが表示されない場合は、本体名を右クリックし、[ アドレスリストの更新 ] を行ってください。それでも表示されない場合は [ 操作ガイド ] − [ 困ったときは ] − [ 設定に関する Q&A] をご覧ください。

333しばらくするとので設定した本体が表示されます。

[Windows セキュリティの重要な警告 ] ウィンドウが表示される場合

・ ファイルは月単位で作成され、記録間隔ごとに更新されます (1 分未満の場合は 1 分 )。
・ 現在値モニタを起動していなかった間の記録データは、次回起動時に自動的に吸い上げられます。ただし本体内に存在しない記録データは、吸い上げることができません。
・ パソコンを起動することなく、自動で記録データを送信することができます。詳しい操作方法は [ 操作ガイド ] − [ 便利な機能 ] をご覧ください。

［アクセスを許可する］または［ブロックを解除する］を選択してください。

記録データの自動保存先を変更するには上図のようなリストが表示されない場合は [ 操作ガイド ] − [ 困ったときは ] − [ 設定に関する Q&A] をご覧ください。

111現在値モニタを起動し、[ 設定 ] − [ オプション ] メニューを選択します。
222[ 参照 ] ボタンよりデータの保存フォルダの指定をします。設定が完了

333完了のメッセージが表示されたら、[ 完了 ] ボタンで確定します。

したら [OK] ボタンで確定します。

[Windows セキュリティの重要な警告 ] ウィンドウが表示される場合［アクセスを許可する］または［ブロックを解除する］を選択してください。

液晶表示について②

222アドレスリスト内に表示された本体名を右クリックし、[ ブラウザ表示 ]③④⑤⑥を選択します。

①⑦⑧444接続対象の本体をダブルクリックして、[ 詳細設定 ] ウィンドウを開きます。

555[ 現在値を取得する ] にチェックし、の で設定した通信用 LAN パスワードを入力します。最後に [OK] ボタンで確定します。

333ブラウザが起動し、グラフが表示されます。

パスワードの初期設定値は"password" です。

[ 更新 ] ボタン

記録データを表示する
記録データを開く

111記録データのファイルをダブルクリックします。
222温度・湿度グラフが起動し、グラフが表示されます。

①チャンネル

現在表示している測定値のチャンネルを表示します。

② [REC] マーク

記録状態を表示します。
点灯：データ記録中、点滅：予約スタート待機中、消灯：記録停止中③記録データ量

記録データが 2,000 個たまるごとに 1 目盛りずつ増えていきます。

④ [COM] マーク

USB またはネットワークでの通信時に表示します。

⑤記録モードTR-700W シリーズはエンドレスモード（記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書きして記録）固定となります。

⑥電源警告マーク

停電などで AC 電源が使えない場合など、バックアップ用電池のみで動作中に表示します。

⑦測定値単位測定値の単位を表示します。

⑧数値表示部

現在の測定値を表示します。
本体の状態を示すメッセージが表示される場合もあります。

記録データを印刷する
パスワードの変更はの で変更することができます。
[ 表示切替 ]ボタン

■ので 固定 IP アドレスを設定している場合

111記録データをグラフで開きます。
222グラフウィンドウのサイズを変更して、グラフ表示の縦横比を調整します。

666本体名を右クリックし、[ 通信テスト ] を選択します。通信状態を確認します。

DHCP（IP アドレス自動割当）を使用する場合、本体に割り当てられたIP アドレスが変わることがあります。
主に Web ブラウザで現在値のモニタリングを行う場合には、本体に固定IP アドレスを割り当てることをおすすめします。

111Web ブラウザを起動し、アドレスバーに本体の IP アドレスを入力します。

222グラフが表示されます。

・ Web ブラウザからの同時接続は本体 1 台につき 3 接続までです。多人数でモニタリングしたい場合やインターネット上でモニタリングしたい場合は、おんどとり WebStorage をご利用ください。
・ グラフに表示できるデータ数は最大で 736 データです。
・ グラフの表示間隔は、[ 基本動作設定 ] タブの [web viewer 設定 ] メニューで変更することができます。
・ 現在値の取得は設定した間隔で行われますが、グラフ表示への反映は Web Viewer 上の [ 更新 ] ボタンで行います。

DHCP についてモニタリングする本体の IP アドレスが必要

777[ 現在値モニタ ] ウィンドウに現在値が表示されます。

・ 初めて利用する場合、現在値が表示されるまで最大 1 分程度時間がかかります。
・ グラフの表示間隔は、TR-700W 設定ユーティリティ内 [ 基本動作設定 ] タブの [web viewer
設定 ] メニューで変更することができます。

333[ ファイル ] メニューより [ 印刷プレビュー ] を選択します。
印刷イメージを確認します。必要に応じて手順 2. に戻り、グラフの縦横比を変更します。

444[ 印刷 ] ボタンより印刷を開始します。

1困ったとき・詳細情報は基本ガイド（pdf）:
本書を PDF ファイルで記載しています。
操作ガイド :
画面・イラストを使ったわかりやすい解決策や、よくある質問など、本書に記述されていない詳しい操作方法を記載しています。
アップデート情報 :ソフトウェアとファームウェアのアップデート情報を確認できます。
ティアンドデイ1オンラインサポート1

http://www1tandd1co1jp/support/