デジタル出力圧力センサー

㻭㻰㻻

優れたデジタル出力センサー特徴• _L1B JO)0 及び _L1B 14* 圧力範囲
• 全ての誤差は0.1%以下• 幅広い -20 _ 85 C の補正温度範囲• オールセンサーズのGA142シリーズに電気的に互換性があります• 高められたデュアル周辺インターフェースモード

応用分野

• 気象用

デジタル出力圧力センサーは温度と圧力において実質的に全ての反復可能な誤差を除去する、十分なデジタル出力を行う適
切な表面マッピング技術に基づいています。このシリーズより良いオフセット、スパン、直線性特性を持つ12ビットデジタ
ルシリアル出力（高解像度モードでは14ビット）を提供します。この出力はオールセンサーズGA142シリーズセンサーと完
全に互換性があるのと同様にSPIとMICROWIRE/PLUSにも互換性があります。
同期的通信に加え、デジタル出力圧力センサーは双方向、TTLレベルの同期的シリアルインターフェースモード（9600~19200ボーの選択可能なハードウェア）を組み込んでいます。このモードは、ホストがモデル情報、圧力範囲、シ

Fax：047-489-5940

リアルナンバー、圧力ユニット、変換因子に関してセンサーからデータを得る事が出来るコマンドセットを含んでいます。
このコマンドセットにより、ホストは高解像度出力モードを選択し、オフセットを微調整をする事ができ、また、このコマンドセットは、同じインターフェースバスに接続されるマルチプルセンサーを可能とするアドレス指定可能な特徴を持っています。
このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食的、不活性ガスに使われる事を目的としています。

図面

電話：047-489-5939

全ての信号は5V TTL/CMOS互換性があります。

ピン説明
3LQ6L]H[
[




7\SLFDO
3LQ  WR
WR






$













127(6
 'LPHQVLRQVLQLQFKHV PLOOLPHWHUV

%




2

Data/SI

Description+5V power supply input

3

Clock/SO

4

Clock output for synchronousmode. Serial out for asynchronous mode.

Ready/Mode Ready output for synchronousmode. Selects asynchronousmode when held low duringreset.

5

Convert/BR






All Sensors




Pin Label
1 Vcc

6GroundData output for synchronousmode. Serial in for asynchronous mode.

Convert input for synchronousmode. Selects one of twobaud rates for asynchronousmode (low=9,600,
high=19,200).
Ground for power and signals

DS-0012 Rev A

オールデバイス株式会社

概要

https://all-device.com/

info@all-device.com• 医療機器• 環境制御関連• HVAC

㻭㻰㻻
基本仕様

環境仕様

供給電圧 (Vcc)(OEに対する各ピンでの電圧7Vdc

動作電圧範囲

50 psig

動作温度範囲-0.6 _ Vcc+0.6V

補償温度範囲

250°C

保存温度範囲コモンモード圧力
リード線耐久温度 (はんだ付け時間2〜4秒)

標準圧力範囲
型式

圧力範囲

圧力範囲

-5 _ 5JO)0L1B_L1B

米国単位

5 INCH-D-DO
10 INCH-D-DO
1 PSI-D-DO
5 PSI-D-DO-10 _ 10JO)0-5 _ 514*-15 _ 1514*

30 PSI-D-DO-30 _ 3014*

100 PSI-D-DO-100_ 10014*

30 PSI-A-DO
100 PSI-A-DO

_ 1514*"

L1B_L1B

0 _ 3014*"

0 _ 10014*"

パラメータ (1)

解像度
変換速度

5 INCH-D-DOの特性仕様
パラメータ (1)
全体の精度

(5)

長期ドリフト (年)

オフセットウォームアップシフト(3)

10 INCH-D-DO 及び 1 PSI-D-DOの特性仕様

300 inH2O

1
1
2
2
2
2
2

200 inH2O
10 PSI

300 inH2O
30 PSI

60 PSI

120 PSI

90 PSI

150 PSI

60 PSI

120 PSI

90 PSI

150 PSI

200 PSI

250 PSI

200 PSI

250 PSI

最小

定格

最大

単位

12

--

--

Bit

--

8

8

16
12

mA

最小

定格

最大

通常

--

0.25

0.5

%FSO

--

--

0.05

%FSO

--

オフセット姿勢特性（1g）200 inH2O

100

--

供給電流

1

100

_L1B"

一般的な特性仕様(全てのモデル)

1

1

30

L1B_L1B

破壊耐圧
300 inH2O30

_L1B

過負荷耐圧
200 inH2O

15

L1B_L1B

0 _ 95% RH(結露なきこと)

115

_L1B"-40 _ 125° C

55

L1B_L1B-25 _ +90° C

デジタル スパン (4)10L1B_L1B-20° C _ +85° C

最大湿度

FSO (2)

L1B_L1B-1 _ 114*

15 PSI-D-DO
15 PSI-A-DO

国際単位+4.75Vdc _ +5.25Vdc

--

---

0.5

0.25

mS

%FSO
%FSO

パラメータ (1)

最小

定格

最大

通常

全体の精度 (5)

--

0.25

0.5

%FSO

--

--

0.03

%FSO

長期ドリフト (1年)オフセット姿勢特性（1g）オフセットウォームアップシフト (3)

---

---

0.5

0.25

%FSO
%FSO

Digital Output Pressure Sensors


㻭㻰㻻
パラメータ (1)

最小

定格

最大

通常

全体の精度

--

0.10

0.25

%FSO

(5)

長期ドリフト(年)

--

--

0.25

%FSO

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、全てのパラメータは5.0ボルトの励起電圧で測定されています。圧力測定はポートBにかかる正圧です。
追記 2: デジタル出力は2の補数の16ビットのバイナリー出力です。かかる圧力は圧力変換表（以下）によって計算されます。
モード欄は機器の動作モードを表します。（A：標準解像度、B：高解像度）。FSO及び単位は各モデルに関して示されています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の  時間によるものです。
追記 4: デジタルスパンは解像度の動作モードに左右されます。特定のモデルのデジタルスパンを判別するためにデジタルスパ

ン表（以下）を参照してください。超過圧 超低圧状態では、状態を表すために記載されたデジタルスパンよりも、デジタル出力は1カウント高い、もしくは 1カウント低く（それぞれ）なります。

追記 5: 全体の精度は温度、直線性、再現性、オフセット及びスパン較正における、オフセット及びスパンシフトの影響を示しています。

同期タイミングダイアグラム (注意: 非同期モードタイミングはRS-232ごとです。 RS-232を使うには適切な電圧レベ

https://all-device.com/

ル 互換のためにMaxim MA232インターフェース回路が必要です。)

5($'<>2XWSXW@
W

W

W

W

&219(57>,QSXW@
W

W

W

W

Fax：047-489-5940

W&/2&.>2XWSXW@W

W

'$7$>2XWSXW@

Ref
W
W
W
W
W

Parameter&RQYHUVLRQ7LPH
5HDG\WR&RQYHUW&RQYHUWWR&ORFN&ORFN3HULRG&ORFN+LJK7LPH

Min






Typ






%LW


Max






%LW


%LW


%LW


Units
PVHF
XVHF
XVHF
XVHF
XVHF

%LW


%LW


%LW


Ref
W
W
W
W
W

%LW


%LW


%LW


Parameter'DWD6HWXS7LPH'DWD+ROG7LPH,QWHUE\WH'HOD\&ORFNWR5HDG\'DWD7UDQVPLVVLRQ

%LW


%LW


Min






%LW


Typ






%LW


%LW

/6%

Max






電話：047-489-5939

%LW

06%

Units
XVHF
XVHF
XVHF
XVHF
XVHF

同期的通信

非同期的通信通常の非同期的通信構成。このモード

サーGA142シリーズデジタル出力セ

ピンは起動時に取得され、もしピンがンサー）。

下げられているならば、センサーは非+RVW
6\VWHP

同期的通信モードになります。この6HQVRU
Clock62
Data6,
Convert%5
Ready0RGH

All Sensors

モードはアドレス指定可能なコマンド
によってマルチプルセンサーをサポートします。コンバート/BRピンはその時2つの利用可能なボーレートの内1つを選択します。

オールデバイス株式会社

通常構成
通常の同期的通信構成（全てのセン

6HQVRU +RVW
6\VWHP

info@all-device.com

5 PSI-D-DO _100 PSI-x-DOの特性仕様&ORFNSO'DWDSI&RQYHUWBR
5HDG\Mode

6HQVRU Q&ORFNSO'DWDSI&RQYHUWBR
5HDG\Mode

DS-0012 Rev A


㻭㻰㻻
コマンド要約表
コマンド

説明

応答

RA<cr>

Read Accuracy String

RA=[Accuracy String]<cr>

RH<cr>

Read High Resolution Pressure

RH=[hhhh]<sp>[eeee]<cr>

RC<cr>
RL<cr>

RM<cr>
RR<cr>

Read Captured Pressure

Read Low Resolution Pressure
Read ModelRL[llll]<sp>[eeee]<cr>

RM=[Model String]<cr>

Read Pressure Range

RR=[pressure Range String]<cr>

ReadTemperature

RT=[Temperature Range String]<cr>

RS<cr>

Read Serial Number

U[S/N String][Command]<cr>

Unique CommandWC<cr>

Capture Pressure

RT<cr>

RC=[hhhh]<sp>[eeee]<cr>

RS=[S/N String]<cr>
For Matching S/N

U[S/N String],sp>[Response String]

For Non-matching S/N {null}{null}

表記:<> は1文字のascii文字を表します。。
[] はascii文字列を表します。

{} 分岐内のテキストは応答を表します。(これは基本的にはコメントです。）

“” 引用符内のテキストはascii文字列字体を表します。

定義:
項目

名称

説明

<sp>

Space

ascii Space Character[Accuracy String]

Accuracy String

Part accuracy string. Given in % full scale output.
Example: 0.250 %FSO
Notes:
1.) There is a space between the numeric accuracy “0.250”
and units “%FSO.”
2.) FSO stands for Full Scale Output (full scale output isdetermined by the Pressure Range String.)[hhhh]High Resolution Output

This is a four character ascii string representing ahexidecimal value.
Example: 3F7C
Represents an output count of 16,252
Note: the output is forced to “8000” upon an error.
except error bit 8, see error bit codes.

[llll]

Low Resolution Output

This is a four character ascii string representing ahexidecimal value.
Example: 1D58
Represents an output count of 7,512
Note: the output is forced to “8000” upon an error.
except error bit 8, see error bit codes.

[Model String]

Model String

Part Model as given in the data sheet (also order number.)
The general model syntax is[Full Scale Pressure]<sp>[Pressure Units]-[Pressure Model]-DO
Example: 100 PSI-D-DO
Where:
Full Scale Pressure=100
Pressure Units=PSI (inH2O, mbar or mmHg available)
DO represents Digital Output
Notes:
1.) Exception to this syntax is the Barometer.
2.) Custom models may be different.

<cr>

Carriage Return

ascii Carrage Return. This is a command/response delimiter

Digital Output Pressure Sensors


㻭㻰㻻
定義tions:
項目

名称

Pressure Range String

This is the compensated pressure range of the part.
Syntax: [low limit]<sp>”to”<sp>[high limit]<sp>[units}[mode]
Esample: 20 to 32 mmHgA
Where:
Low limit = 20
High limit = 32
Units = mmHg
Mode = A (absolute pressure) (D differential and G gagepressure also available.)[Response String]

A Fully Formed Response String

Example: “RL=1E43<sp>0000<cr>[S/N String]

Serial Number String

YMDD-NN-BSPP (12 character String)
Where:Y : Year (0~9)
M : Month (A~M, excluding I)
DD: Day of Month
NN: Lot (lot sequence for a given day)
B : Lot Batch# (A~Z)
S : Test Oven Slot# (1~5)
P : Position on Slot (1~15)
Example: 3D23-03-A103

説明info@all-device.com

Month Codes

https://all-device.com/

January : A
February : B
March
:C
April
:D
May
:E
June
:F
July
:G
August : H
September : J
October : K
November : L
December : M

Temperature Range String

This is the compensated temperature range of the part.
Syntax: [low limit]<sp>[high limit]<sp>”C”
Example: -20 to 85 C
-40 to 125 C and custom ranges also available.

[eeee]

Error Codes

The error codes are bits packed within a double byte.
The four character string is an ascii hex expression.
The error code bits are:Bit 0 : Part not factory compensatedBit 1 : Tdex Overflow
Bit 2 : Tdex Over-range
Bit 3 : Pdex Overflow
Bit 4 : Pdex Over-range
Bit 5 : PWL Overflow
Bit 6 : Scale Overflow
Bit 7 : High Resolution Overflow
Bit 8 : Pressure Output Limited to Specific Value
Bits 9 through 15 : Reserved
Example: 0100
Represents erro bit 8 set and the Pressure Output Limited
Notes:
Bit 0 : This should not appear if the part has been calibrated
Bits 1 thru 7 : indicate computational error when compensatedBit 8: indicates that the pressure applied to the part exceeds therange of the part and is limit to either the high or low limit{null}

Null Response

No response from the part. In the event of a serial number
mismatch the part will not respond (to avoid buss contention.)

オールセンサーズはここに記載したいかなる製品を改良する権利を保有します。オールセンサーズはここに記載したいかなる製品および回路の応用や使用により発生する責任を担うことを意図していません。
占有特許権やその他の権利を譲渡していません。
® MICROWIRE/PLUSはナショナルセミコンダクターの商標登録です。

All Sensors

DS-0012 Rev A


電話：047-489-5939[Temperature Range String]

Fax：047-489-5940

April 23, 2003
3rd lot of the day
Batch A, Slot 1, Position 03
This allows traceability to original test data

オールデバイス株式会社[Pressure Range String]デジタル出力圧力センサー

㻭㻰㻻

優れたデジタル出力センサー ミリタリーグレード

特徴• 0 ~ 1.25kPa(5 inH2O)及び 0 ~ 700kPa(100 PSI)圧力範囲• 全ての誤差は0.1%以下• 幅広い -40 _ 125°Cの補正温度範囲• オールセンサーズのGA142シリーズに電気的に互換性があります• 高められたデュアル周辺インターフェースモード

応用分野

info@all-device.com• 医療機器• 環境制御関連• HVAC• 気象用

概要

https://all-device.com/

デジタル出力圧力センサーは温度と圧力において実質的に全ての反復可能な誤差を除去する、十分なデジタル出力を行う適

切な表面マッピング技術に基づいています。このシリーズより良いオフセット、スパン、直線性特性を持つ12ビットデジタ
ルシリアル出力（高解像度モードでは14ビット）を提供します。この出力はオールセンサーズGA142シリーズセンサーと完
全に互換性があるのと同様にSPIとMICROWIRE/PLUSにも互換性があります。
同期的通信に加え、デジタル出力圧力センサーは双方向、TTLレベルの同期的シリアルインターフェースモード（9600~19200ボーの選択可能なハードウェア）を組み込んでいます。このモードは、ホストがモデル情報、圧力範囲、シ

Fax：047-489-5940

リアルナンバー、圧力ユニット、変換因子に関してセンサーからデータを得る事が出来るコマンドセットを含んでいます。
このコマンドセットにより、ホストは高解像度出力モードを選択し、オフセットを微調整をする事ができ、また、このコマンドセットは、同じインターフェースバスに接続されるマルチプルセンサーを可能とするアドレス指定可能な特徴を持っています。
このシリーズは、空気や乾燥ガスといった非腐食的、不活性ガスに使われる事を目的としています。


 

ピン説明


 

Description+5V power supply input

2

Data/SI

Data output for synchronousmode. Serial in for asynchronous mode.

3

Clock/SO

Clock output for synchronousmode. Serial out for asynchronous mode.

4

Ready/Mode Ready output for synchronousmode. Selects asynchronousmode when held low duringreset.

5

Convert/BR

Convert input for synchronousmode. Selects one of twobaud rates for asynchronousmode (low=9,600,
high=19,200).

6GroundGround for power and signals

଀  Ȁ Ԁ        






 


က 

Pin Label
1 Vcc


 

 


    



All Sensors

DS-0009 Rev A

オールデバイス株式会社

図面

電話：047-489-5939

全ての信号は5V TTL/CMOS互換性があります。

㻭㻰㻻
基本仕様

環境仕様

供給電圧 (Vcc)
Gndに対する各ピンでの電圧7Vdc

動作電圧範囲+4.75Vdc _ +5.25Vdc-0.6 _ Vcc+0.6V

補償温度範囲-40° C _ +125° C

50 psig

動作温度範囲-40 _ +125° C

250°C

保存温度範囲-40 _ 125° C

最大湿度

0 _ 95% RH

コモンモード圧力
リード線耐久温度(はんだ付け時間2〜4秒)(結露なきこと)

標準圧力範囲圧力範囲

圧力範囲

_JO)0L1B_L1B

5-_JO)0

L1B_L1B

1 PSI-D-DO-MIL-_14*

5 PSI-D-DO-MIL

過負荷耐圧

破壊耐圧

1

200 inH2O

300 inH2O

10

1200 inH2O

300 inH2O

L1B_L1B

1

1

200 inH2O

800 inH2O-_14*

L1B_L1B

5

1

10 PSI

30 PSI

15 PSI-D-DO-MIL-_14*

L1B_L1B


15

1

60 PSI

120 PSI

15 PSI-A-DO-MIL

_14*"

_L1B"

15

2

60 PSI

120 PSI

BARO-DO-MIL

600 _ 1100N#BS

L1B_L1B

1100

3

60 PSI

120 PSI

30 PSI-D-DO-MIL-30 _ 3014*

L1B_L1B

30

2

90 PSI

150 PSI

30 PSI-A-DO-MIL

0 _ 3014*"

_L1B

30

2

90 PSI

150 PSI

100 PSI-D-DO-MIL-100 10014*

L1B_L1B

100

2200 PSI

250 PSI

100 PSI-A-DO-MIL

0 _ 10014*"

_L1B"

100

2200 PSI

250 PSI

型式

米国単位

5 INCH-D-DO-MIL
10 INCH-D-DO-MILFSO (2)

国際単位

一般的な特性仕様 (全てのモデル)

デジタルスパン (4)

最小

定格

最大

単位

解像度

12

--

--

Bit

変換速度

--

8

16

mS

供給電流

--

8

12

mA

パラメータ (1)

最小

定格

最大

単位

全体の精度 (5)

--

0.5

1.0

%FSO

長期ドリフト (1年)

--

--

0.5

%FSO

--

--

0.05

%FSO

--

--

0.25

%FSO

最小

定格

最大

単位

--

0.5

1.0

%FSO

--

--

0.5

%FSO

--

--

0.03

%FSO

--

--

0.25

%FSO

パラメータ (1)5 INCH-D-DOの特性仕様

オフセット姿勢特性（1g）オフセットウォームアップシフト(3)

10 INCH-D-DO 及び 1 PSI-D-DOの特性仕様
パラメータ (1)
全体の精度

(5)

長期ドリフト (1年)オフセット姿勢特性（1g）オフセットウォームアップシフト(3)

DigitalOutputMilitaryGradePressureSensors
BARO-DOの特性仕様
パラメータ (1)

最小

定格

最大

単位

全体の精度

--

1.0

2.5

mBar

--

--

2.0

mBar

(5)

長期ドリフト (1年)

5 PSI-D-DO_100 PSI-x-DO (BARO-DOを除く)の特性仕様
パラメータ (1)

最小

定格

最大

単位

全体の精度 (5)

--

0.25

0.5

%FSO

長期ドリフト (1年)

--

--

0.25

%FSO

同期タイミングダイアグラム (注意: 非同期モードタイミングはRS-232ごとです。 RS-232を使うには適切な電圧レベル 互換のためにMaxim MA232インターフェース回路が必要です。)



‫܀‬ఀ

 



https://all-device.com/

   










Fax：047-489-5940­ #ఀ   $ఀ   $

Ref






Parameter     ‫  ܀‬  !
!଀ ‫   ܀‬

Min
̀̀

Ȁ
̀̀
̀̀

Typ

̀̀
ԀȀ
Ȁ





Max

̀̀
Ԁ
̀̀
̀̀







Units




















Ref




 






Parameter   
‫  ܀‬ 





Ԁ

Min
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀


Ȁ

Typ
Ԁ
Ԁ








­

Max
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀
̀̀

電話：047-489-5939





Units






非同期的通信通常の同期的通信構成（全てのセン

通常の非同期的通信構成。このモード

サーGA142シリーズデジタル出力セ

ピンは起動時に取得され、もしピンがンサー）。

下げられているならば、センサーは非同期的通信モードになります。このオールデバイス株式会社

通常構成
同期的通信




SOSI BR
Mode

モードはアドレス指定可能なコマンド


Clock
Data
Convert
Ready

All Sensors

によってマルチプルセンサーをサポー トします。コンバート/BRピンはその時SOSI

2つの利用可能なボーレートの内1つを選択します。

info@all-device.com㻭㻰㻻 BR
Mode

DS-0009 Rev A


㻭㻰㻻
コマンド要約表
コマンド

説明

応答

RA<cr>

Read Accuracy String

RA=[Accuracy String]<cr>

RC<cr>

Read Captured Pressure

RC=[hhhh]<sp>[eeee]<cr>

RH<cr>

Read High Resolution Pressure

RH=[hhhh]<sp>[eeee]<cr>

RL<cr>

Read Low Resolution Pressure

RL[llll]<sp>[eeee]<cr>

RM<cr>

Read Model

RM=[Model String]<cr>

RR<cr>

Read Pressure Range

RR=[pressure Range String]<cr>

RS<cr>

Read Serial Number

RS=[S/N String]<cr>

RT<cr>

Read Temperature

RT=[Temperature Range String]<cr>

U[S/N String][Command]<cr>

Unique Command

For Matching S/N

U[S/N String],sp>[Response String]

For Non-matching S/N {null}WC<cr>

Capture Pressure{null}

表記:<> は1文字のascii文字を表します。。
[] はascii文字列を表します。
{} 分岐内のテキストは応答を表します。(これは基本的にはコメントです。）
引用符内のテキストはascii文字列字体を表します。

定義:
項目

名称

説明

<cr>

Carriage Return

ascii Carrage Return. This is a command/response delimiter

<sp>

Space

ascii Space Character[Accuracy String]

Accuracy String

Part accuracy string. Given in % full scale output.
Example: 0.250 %FSO
Notes:
1.) There is a space between the numeric accuracy “0.250”
and units “%FSO.”
2.) FSO stands for Full Scale Output (full scale output isdetermined by the Pressure Range String.)[hhhh]High Resolution Output

This is a four character ascii string representing ahexidecimal value.
Example: 3F7C
Represents an output count of 16,252
Note: the output is forced to “8000” upon an error.
except error bit 8, see error bit codes.

[llll]

Low Resolution Output

This is a four character ascii string representing ahexidecimal value.
Example: 1D58
Represents an output count of 7,512
Note: the output is forced to “8000” upon an error.
except error bit 8, see error bit codes.

[Model String]

Model String

Part Model as given in the data sheet (also order number.)
The general model syntax is[Full Scale Pressure]<sp>[Pressure Units]-[Pressure Model]-DO
Example: 100 PSI-D-DO
Where:
Full Scale Pressure=100
Pressure Units=PSI (inH2O, mbar or mmHg available)
DO represents Digital Output
Notes:
1.) Exception to this syntax is the Barometer.
2.) Custom models may be different.

DigitalOutputMilitaryGradePressureSensors


㻭㻰㻻

定義:
項目

名称

説明

[Pressure Range String]

Pressure Range String

This is the compensated pressure range of the part.
Syntax: [low limit]<sp>”to”<sp>[high limit]<sp>[units}[mode]
Esample: 20 to 32 mmHgA
Where:
Low limit = 20
High limit = 32
Units = mmHg
Mode = A (absolute pressure) (D differential and G gagepressure also available.)[Response String]

A Fully Formed Response String

Example: “RL=1E43<sp>0000<cr>[S/N String]

Serial Number String

YMDD-NN-BSPP (12 character String)
Where:Y : Year (0~9)
M : Month (A~M, excluding I)
DD: Day of Month
NN: Lot (lot sequence for a given day)
B : Lot Batch# (A~Z)
S : Test Oven Slot# (1~5)
P : Position on Slot (1~15)
Example: 3D23-03-A103

Month Codes
info@all-device.com

January : A
February : B
March
:C
April
:D
May
:E
June
:F
July
:G
August : H
September : J
October : K
November : L
December : M[eeee]

Error Codes

The error codes are bits packed within a double byte.
The four character string is an ascii hex expression.
The error code bits are:Bit 0 : Part not factory compensatedBit 1 : Tdex Overflow
Bit 2 : Tdex Over-range
Bit 3 : Pdex Overflow
Bit 4 : Pdex Over-range
Bit 5 : PWL Overflow
Bit 6 : Scale Overflow
Bit 7 : High Resolution Overflow
Bit 8 : Pressure Output Limited to Specific Value
Bits 9 through 15 : Reserved

Fax：047-489-5940

This is the compensated temperature range of the part.
Syntax: [low limit]<sp>[high limit]<sp>”C”
Example: -20 to 85 C
-40 to 125 C and custom ranges also available.

Example: 0100
Represents error bit 8 set and the Pressure Output Limited
Notes:
Bit 0 : This should not appear if the part has been calibrated
Bits 1 thru 7 : indicate computational error when compensatedBit 8: indicates that the pressure applied to the part exceeds therange of the part and is limit to either the high or low limit{null}

Null Response

No response from the part. In the event of a serial number
mismatch the part will not respond (to avoid buss contention.)

性能追記点
追記 1: 特に断りのない限り、全てのパラメータは5.0ボルトの励起電圧で測定されています。圧力測定はポートBにかかる正圧です。
追記 2: デジタル出力は2の補数の16ビットのバイナリー出力です。かかる圧力は圧力変換表（以下）によって計算されます。
モード欄は機器の動作モードを表します。（A：標準解像度、B：高解像度）。FSO及び単位は各モデルに関して示されています。 FSO及び単位は各モデルに関して示されています。
追記 3: シフトは製品に励起電圧を与えた最初の 1 時間によるものです。
追記 4: デジタルスパンは解像度の動作モードに左右されます。特定のモデルのデジタルスパンを判別するためにデジタルスパ ン表（以下）を参照してください。超過圧超低圧状態では、状態を表すために記載されたデジタルスパンよりも、デジタル出力は1カウント高い、もしくは 1カウント低く（それぞれ）なります。
追記 5: 全体の精度は温度、直線性、再現性、オフセット及びスパン較正における、オフセット及びスパンシフトの影響を示しています。

All Sensors

DS-0009 Rev A


電話：047-489-5939

Temperature Range String

オールデバイス株式会社[Temperature Range String]https://all-device.com/

April 23, 2003
3rd lot of the day
Batch A, Slot 1, Position 03
This allows traceability to original test data