測温抵抗体・熱電対
補償導線・ コネクター
放射温度計■200アイテムを超える豊富なラインナップ■当日午前中までのご注文で当日出荷が可能■コンプレッションフィッティング、ルーズフランジなどの取付け部品もご用意しています■汎用形から表面用、配管・タンク用など用途に応じたアイテムをご用意していますINDEX●測温抵抗体

Page

汎用形

･････

1

配管・タンク用･････

1

壁掛形（倉庫・庫内用）

･････

2

表面設置用

･････

2

食品中心用

･････

2

コンクリート養生用

･････

2

水中用

･････

3

薬液・水中用･････

3

サニタリー用

･････

3

･････

4

汎用形

･････

5

表面設置用

･････

5

汎用形

･････

6

表面設置用

･････

6

薬液・水中用･････

7

無加工（100m巻）

･････

7

●補償導線（100m巻）

･････

8

●コンプレッションフィッティング･････

8●ルーズフランジ

･････

8

●熱電対専用コネクター

･････

9

●熱電対専用マイクロコネクター ･････

11●設置型放射温度計

･････

11

●携帯型放射温度計

･････

12

●参考資料

･････

13

●シース熱電対
汎用形●熱電対●被覆熱電対●測温抵抗体(JIS C 1604 Pt100 1mA 許容差クラスA シングル)【汎用形】
形 状 図 (単位：mm)

外径
3.201
4.8ER6長さ(L)形 式

使用温度範囲

100
150
200
350
100
150
200
350

D-SR6-32-100
D-SR6-32-150
D-SR6-32-200
D-SR6-32-350
D-SR6-48-100
D-SR6-48-150
D-SR6-48-200
D-SR6-48-350-20～200℃

100

D-ER6-16-100200

D-ER6-16-200

1.60～200℃

RZ14.035

D-RZ1-30～180℃

RZ44.045

D-RZ4-30～180℃

4.8

200

D-SR1-48-200

6.4200

D-SR1-64-200
D-SR2N-48-100
D-SR2N-48-150
D-SR2N-64-100
D-SR2N-64-150
D-SR2N-80-100-20～200℃

8.0100
150
100
150
100

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲10.0100

D-SR22-10-100

12.0150

D-SR22-12-150

SR23-H212.0300

D-SR23-12-300

SR23-H215.0300

D-SR23-15-300

024.86.4【配管・タンク用】
形 状 図 (単位：mm)

1-20～200℃

【壁掛形(倉庫・室内等)】形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲SRUC―

100

D-RU7C-40～60℃

4.8139

D-SR2X-G1/2D【耐圧防爆形】-10～40℃

形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲RZM―

12D-RZM-2-40～180℃

RU8A

―

45

D-RU8D-3-40～60℃

RU8B

―

35

D-RU8E-3-40～60℃

RU8C―

20

D-RU8F-3-40～120℃―

47

D-RZ7-30～180℃

形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲RU53.2

100

D-RU5-3-20～120℃

形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲SRU28.083

D-SRU2C-5-20～80℃【表面設置用】【食品中心用】【コンクリート養生用】

2

【水中用】
形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲

水中用

6.0

150

D-RU220～50℃

形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲

046.070

D-RU20-40～180℃

形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲100

D-SRU9NB-64100-1.0S

150

D-SRU9NB-64150-1.0S

100

D-SRU9NB-64100-2.0S

150

D-SRU9NB-64150-2.0S【薬液・水中用】【サニタリー用】

6.4

6.4

3-20～200℃-20～200℃

●シース熱電対(JIS C 1605 タイプKまたはT クラス2 シングル）【汎用形】
形 状 図 (単位：mm)

タイプ
シース外径

K
1.0

K
1.6K
3.2

T
1.0
T
1.6T
3.2

長さ(L)

形 式

100150200300
1001502003005001000100150200300500
1000
100150300100150300100150300

D-ST6K-10-100
D-ST6K-10-150
D-ST6K-10-200
D-ST6K-10-300
D-ST6K-16-100
D-ST6K-16-150
D-ST6K-16-200
D-ST6K-16-300
D-ST6K-16-500
D-ST6K-16-1000
D-ST6K-32-100
D-ST6K-32-150
D-ST6K-32-200
D-ST6K-32-300
D-ST6K-32-500
D-ST6K-32-1000
D-ST6T-10-100
D-ST6T-10-150
D-ST6T-10-300
D-ST6T-16-100
D-ST6T-16-150D-ST6T-16-300
D-ST6T-32-100
D-ST6T-32-150
D-ST6T-32-300

300

D-ST6K-64-300-B

K6.4

ST6-NCF600-40～650℃-40～650℃-40～750℃-40～300℃-40～300℃-40～350℃-40～1000℃
500

D-ST6K-64-500-B

200

D-ST6K-05-200

K0.5

ST6-0.5

使用温度範囲-40～600℃
500

D-ST6K-05-500

06

K4.8

300

D-ST1K-48-300

ST1-NCF600

K8.0

500

D-ST1K-80-500-B -40～1050℃

4-40～800℃

●熱電対(JIS C 1602 タイプK クラス2）【汎用形】
形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)

形 式

使用温度範囲TU34.065

D-TU3-K30～200℃

TU44.049

D-TU4-K30～200℃

T1-30421.7500

D-T1-22-500

0～750℃

T1-P421.3

500

D-T1-22-500-P40～1000℃

形 状 図 (単位：mm)

外径長さ(L)形 式使用温度範囲

TU71910

D-TU7-K30～90℃

1000

D-TU11-K1

3000

D-TU11-K3

5000

D-TU11-K5【表面設置用】

KX-6FSR-M3丸端子―50～150℃

●被覆熱電対(JIS C 1602、ASTM E230）【汎用形】
形 状 図 (単位：mm)

タイプ・被覆長さ(L)形 式 使用温度範囲
クラス1 素線径φ0.32

K ・ フッ素樹脂

07
T ・ フッ素樹脂

1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000

D-KF1
D-KF3
D-KF5D-KF10
D-TF1
D-TF3
D-TF5
D-TF10-40～200℃

クラス1 素線径φ0.32
K ・ フッ素樹脂

07
T ・ フッ素樹脂

K ・ フッ素樹脂

T ・ フッ素樹脂

1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000

D-KF1PD-KF3PD-KF5PD-KF10P-40～200℃
D-TF1P
D-TF3P
D-TF5P
D-TF10P
D-KF1MHM
D-KF3MHM
D-KF5MHM
D-KF10MHM

D-TF1MHM
D-TF3MHM
D-TF5MHM-40～200℃

D-TF10MHM

クラス2 素線径φ0.05
K ・フッ素樹脂

1000

D-KFV1-40～260℃【表面設置用】
形 状 図 (単位：mm)

タイプ・被覆長さ(L)形 式 使用温度範囲クラス1 素線径φ0.32

K ・ フッ素樹脂

09
T ・ フッ素樹脂

6

1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000

D-KFPF1
D-KFPF3
D-KFPF5
D-KFPF10
D-TFPF1
D-TFPF3
D-TFPF5
D-TFPF100～200℃

【薬液・水中用】
形 状 図 (単位：mm)

タイプ・被覆長さ(L)形 式 使用温度範囲
クラス1 素線径φ0.32

K ・ フッ素樹脂

08
T ・ フッ素樹脂

1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000

D-KFM1
D-KFM3
D-KFM5D-KFM10
D-TFM1
D-TFM3
D-TFM5
D-TFM10-40～200℃

クラス1 素線径φ0.32
K ・ フッ素樹脂

T ・ フッ素樹脂

1000
3000
5000
10000
1000
3000
5000
10000

D-KFM1MHMD-KFM3MHM
D-KFM5MHM
D-KFM10MHM

D-TFM1MHM-40～200℃

D-TFM3MHM
D-TFM5MHM
D-TFM10MHM

クラス2 素線径φ0.05

K ・ フッ素樹脂

1000

D-KFVM1-40～200℃【無加工】
外観タイプ・被覆K ・ フッ素樹脂
クラス2・100m※数量は100mになります。

T ・ フッ素樹脂
クラス2・100m

7

素線径

形 式

φ0.2
φ0.32
φ0.65
φ0.2
φ0.32
φ0.65

TC-K-F-0.2
TC-K-F-0.32
TC-K-F-0.65
TC-T-F-0.2
TC-T-F-0.32
TC-T-F-0.65

使用温度範囲-40～200℃-40～200℃

●補償導線(JIS C 1610）
タイプ・被覆素線径及び構成

形 式

使用温度範囲K ・ ビニール

7/0.3VXG-7/0.3

0～90℃

T ・ ビニール

7/0.3

TXG-7/0.3

0～90℃

K ・ ガラスウール

7/0.3

WXH-7/0.3

0～150℃

T ・ ガラスウール

7/0.3

TXH-7/0.3

0～150℃

外観※数量は100mになります。

●コンプレッションフィッティング
形 状 図 (単位：mm)

サイズ

コッター材質：銅

コッター材質：真ちゅう●ルーズフランジ(本体材質：SUS304、コッタ-材質：下記）
寸法

適用径 (mm)

形 式

1315
1820

1.6
3.2、4.8
3.2、4.8、6.4
3.2、4.8、6.4
3.2、4.8、6.4、8.0
8.0

R1/8CF(16)R1/8CF(＊＊)
R1/4CF(＊＊)
R3/8CF(＊＊)
R1/2CF(＊＊)
R3/4CF(＊＊)

3310.5

1.0R1/8CF(10)3714

1.0、1.6

R1/4CF(＊＊)

Lℓ

R1/83510

R1/4
R3/8
R1/2
R3/443455061

R1/8
R1/4

(本体材質：LF1/亜鉛合金 LF2/アルミ）

形 状 図 (単位：mm)

LF1

適用径 (mm)

形式

1.6、3.2、4.8、6.4、8.0

LF1(＊＊)

4.8、6.4、8.0

LF2(＊＊)

LF2

形式の作り方
例1：R1/8CFをφ1.0に使用する場合→R1/8CF(10)
例3：LF1をφ3.2に使用する場合→LF1(32)

例2：R1/2CFをφ4.8に使用する場合→R1/2CF(48)8●熱電対専用コネクター
外観名称形式/(標準在庫)

ASTMカラーコード（K-黄、T-青、J-黒）寸法(単位：mm)

備考
耐熱200℃
素線径1.6mmまで、被覆径8.0mmまで対応可能です。
【5個セット販売】

標準形コネクター
プラグ

SHM-□( K, T, J)

耐熱200℃
素線径1.6mmまで、被覆径8.0mmまで対応可能です。
【5個セット販売】

標準形コネクタージャック

SHF-□( K, T, J)

耐熱200℃
素線径0.6mmまで、被覆径4.5mmまで対応可能です。
【5個セット販売】

ミニチュアコネクター
プラグ

MHM-□( K, T, J)

耐熱200℃
素線径0.6mmまで、被覆径4.5mmまで対応可能です。
【5個セット販売】

ミニチュアコネクター
ジャック

MHF-□( K, T, J)

耐熱650℃
素線径1.6mmまで、被覆径8.0mmまで対応可能です。
【1個より販売】

標準形セラミック
コネクタープラグ

SHMC-K( K)

耐熱650℃
素線径1.6mmまで、被覆径8.0mmまで対応可能です。
【1個より販売】

標準形セラミックコネクタージャック

SHFC-K( K)

耐熱650℃
素線径0.6mmまで、被覆径4.5mmまで対応可能です。
【1個より販売】

ミニチュアセラミック
コネクタープラグ

MHMC-K( K)

耐熱650℃
素線径0.6mmまで、被覆径4.5mmまで対応可能です。
【1個より販売】

ミニチュアセラミック
コネクタージャックMHFC-K( K)

耐熱200℃
素線径1.6mmまで対応可能です。
取付けパネル厚最大5mm
推奨取付け穴径27mm【1個より販売】

標準形
パネルマウント

SHP-□( K, T)

9外観名称形式/(標準在庫)

寸法(単位：mm)標準形
パネルマウント金具

備考
SHM、SHFに対応しています。
コネクターは別売りになります。
取付けパネル厚最大3mm【5個・セット販売】

SPM
ミニチュア
パネルマウント金具

MHM、MHFに対応しています。
コネクターは別売りになります。
取付けパネル厚最大3mm【5個・セット販売】

MPM
標準形
ケーブルクランプSHM、SHFに対応しています。
コネクターは別売りになります。
(被覆の仕上寸法は4×7mmまで対応)【5個・セット販売】

SHC

MHM、MHFに対応しています。
コネクターは別売りになります。
(被覆の仕上寸法は3×4.2mmまで対応)【5個・セット販売】

ミニチュア
ケーブルクランプ

MHC
標準形
ジャックパネル3対

SHJPは素線径1.6mmまで対応可能です。
MHJPは素線径0.6mmまで対応可能です。
【1個より販売】

SHJP-K3( K)
標準形
ジャックパネル6対【コネクター寸法：W×h (mm)】SHJP-K6

標準形
ミニチュア

( K)

28.5×26.5
18×19

ミニチュア
ジャックパネル6対

MHJP-□6( K,T)
標準形
シリコン防滴カバー

SHM、SHF用（コネクター別売り）
被覆仕上寸法は1.1×1.7～3×5mmまで対応。濡れたままの放置不可。
【2個1組・セット販売】

SHSC
ミニチュア
シリコン防滴カバー

MHM、MHF用（コネクター別売り）
被覆仕上寸法は1.1×1.7～3×4.2mmまで対応。濡れたままの放置不可。
【2個1組・セット販売】

MHSC※形式の「□」には熱電対種類を入れて下さい。（例：標準形プラグ・タイプK → SHM-K）

10

●熱電対専用マイクロコネクター
外観

名称/形式

ASTMカラーコード（K-黄)寸法(単位：mm)備考
従来のミニチュアコネクターとの互換性はありませんのでご注意下さい。
コネクターの蓋は閉めずに発送されますのでご了承下さい。
（ねじは合計4個付属されます。精密ドラ
イバー0番をご用意下さい。）

マイクロコネクター
プラグ

MiHM-K( K)
マイクロコネクター
ジャック※適用素線径：0.2～0.5mm※プラグとジャックの5組・セット販売になります。

MiHF-K( K)●設置型放射温度計
外観

メーカー名/形式/仕様
メ ー カ ー 名 ： Fluke
形式 ： RAYCMLTK3M
使 用 温 度 範 囲 ： -20～500℃
出
力 ： K熱電対、RS232C
電源 ： 24VDC±20% @20mA

応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.95（初期値）
光 学 分 解 能 ： 13:1
ケ ー ブ ル 長 ： 3m

メ ー カ ー 名 ： Fluke
形
式 ： RAYCMLTV3
使 用 温 度 範 囲 ： -20～500℃
出
力 ： 電圧(10mV/℃)、RS232C
電源 ： 24VDC±20% @20mA

応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.95（初期値）
光 学 分 解 能 ： 13:1
ケ ー ブ ル 長 ： 3m

メ ー カ ー 名 ： Optris
形
式 ： OPTCSLT15CB3K
使 用 温 度 範 囲 ： -50～1030℃
出力 ： K熱電対
電源 ： 5～30VDC

応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.95（初期値）
光 学 分 解 能 ： 15:1
ケ ー ブ ル 長 ： 3m

メ ー カ ー 名 ： Fluke

使 用 温 度 範 囲 ： -40～600℃
電源 ： 24VDC
応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.100～1.100
光 学 分 解 能 ： 10:1
ケ ー ブ ル 長 ： 3m

センサーヘッド形式 ： RAYMI310LTSCB3

通 信 Ｂ Ｏ Ｘ 形 式 ： RAYMI3COMMI
出力 ： 0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V、
熱電対K・J・R・S
メ ー カ ー 名 ： Fluke
センサーヘッド形式 ： RAYMI302LTS

通 信 Ｂ Ｏ Ｘ 形 式 ： RAYMI3COMMI出
力 ： 0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V、熱電対K・J・R・S

11

使 用 温 度 範 囲 ： -40～600℃
電源 ： 24VDC
応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.100～1.100
光 学 分 解 能 ： 2:1(広視野モデル)
ケ ー ブ ル 長 ： 1m

外観

メーカー名/形式/仕様
メ ー カ ー 名 ： Optris
形式 ： OPTCTLT15CB3使 用 温 度 範 囲 ： -50～600℃
出
力 ： 0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V、熱電対K・Jより選定可能

電源 ： 8～36VDC
応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.100～1.100
光 学 分 解 能 ： 15:1
ケ ー ブ ル 長 ： 3m

メ ー カ ー 名 ： Optris
形
式 ： OPTCTLT20CB3使 用 温 度 範 囲 ： -50～975℃
出
力 ： 0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V、熱電対K・Jより選定可能

電源 ： 8～36VDC
応 答 波 長 ： 8～14μm
放射率 ： 0.100～1.100
光 学 分 解 能 ： 22:1
ケ ー ブ ル 長 ： 3m

●携帯型放射温度計
外観

メーカー名/形式/仕様
メ ー カ ー 名 ： Fluke
形
式 ： Fluke59 Mini
使 用 温 度 範 囲 ： -18～275℃
確
度 ： 0～275℃:±2℃ or±2%(いずれか大きい方)0℃以下:±3℃

電源 ： 9Vバッテリー
バ ッ テ リ ー 寿 命 ： 4時間
放射率 ： 0.95（固定）光 学 分 解 能 ： 8:1
応 答 波 長 ： 6.5～18μm※詳しい仕様については、弊社ホームページのカタログ「放射温度計Fluke」、「放射温度計Optris」でご確認下さい。

12

【参考資料】 測温抵抗体の使用温度範囲と許容差

備考① L＝低温用、N＝常温用、M=中温用、H=高温用。
② 許容差クラスAは、2導線式及び450℃を超える測定温度には適用しません。
③ シース測温抵抗体は500℃までとなり、測定電流は0.5mA、1mA、2mAの3種類になります。
測定電流2mAに許容差クラスAは適用しません。

【参考資料】 中間温度の許容差の計算式 単位℃
許容差クラス
AB

許容差±(0.15+0.002 l t l )±(0.3+0.005 l t l )【参考資料】 温度に対する熱電対の許容差

備考① 許容差は新しい素線だけに適用されます。
② -40℃以下ではクラス1とクラス2の熱電対はクラス3の許容差を適用しますが、低温用の導体ではないためクラス3に入らない場合があります。
●測温抵抗体、熱電対ともに l t l は＋、－の記号に無関係な温度(℃)で示される温度です。
13

●センサー仕様についての補足説明事項
1.測温抵抗体、熱電対ともにスリーブの温度は60℃以下に保つように設置して下さい。
2. 端子箱の周囲温度は測温抵抗体・非防爆形：60℃以下、耐圧防爆形：40℃以下、熱電対：100℃以下に保つように設置して下さい。
3.シースは測温抵抗体、熱電対ともにシース外径の5倍Rまで自由に曲げられますが、測温抵抗体の先端部には抵抗素子が封入されているため、先端から100mmまでは曲げ及びその応力をかけることができませんのでご注意下さい。

●カタログ内容についての補足説明事項
1.即納温度センサーについては、在庫切れを起こさぬよう管理を行っておりますが、万が一在庫切れの場合はご容赦下さい。
（コンプレッションフィッティングについてはご注文の数量によっては当日出荷できない場合がございます。）
2.即納シリーズ以外の形状・寸法をご希望の場合は受注製作となるため、納期については別途お問合せ下さい。
3.即納シリーズ以外にも様々な形状・仕様を取り揃えております。詳細については、弊社ホームページのカタログ「総合カタログ(S01-***)」をご覧下さい。

●製品の保証について
1.保証期間納入後1年間とさせていただきます。

2.保証範囲弊社の製造上の原因による不具合に限らせていただきます。
弊社の責により故障を生じた場合は、弊社製品の交換をさせていただきます。
ただし以下に該当する場合は保証範囲から除外させていただきます。
①弊社カタログまたは別途とりかわした仕様書等にて確認された以外の不適当な条件･環境･取扱･使用等による場合②故障の原因が納入品以外の事由による場合③弊社以外による分解・改造・修理・検定等による場合④商品本来の使い方以外の使用による場合⑤弊社出荷時点の科学･技術の水準では予見できなかった事由による場合⑥その他､天災､災害等当社側の責でない原因による場合
なお､ここでいう「保証」とは､納入品単体の保証を意味するもので､納入品の故障により誘発される損害保証は免責とさせていただきます。

3.サービスの範囲
納入品の価格には次のような技術者派遣等のサービスの費用は含んでおりません。
①指導及び試運転立ち会い②保守点検、調整および修理③技術者指導および技術教育④お客様ご指定の条件による特殊試験および特殊検査
ただし、上記につきましては、ご要望により別途ご相談させていただきます。

製品の性能向上のため、お断りなく仕様・外観等を変更することがございますのであらかじめご了承下さい。

代理店・特約店
URL http://www.hayashidenko.co.jp/

本社〒113-0021 東京都文京区本駒込6丁目5番5号
TEL 03-3945-3151(代) FAX 03-3945-3130

静岡営業所〒424-0044 静岡市清水区江尻台町16番3号
TEL 054-364-9460 FAX 054-367-4046

大阪営業所〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目8番8号
花原第8ビルTEL 06-6885-4801 FAX 06-6885-4825

S16-S02