ON THE QUALITY LINE

CheckMate 3
CheckPoint 3

⾷品包装ヘッドスペース
O2＆O2/CO2分析計▲CheckMate 3▲CheckMate 3

CheckPoint 3▶

PROCESS & ANALYTICAL INSTRUMENTS

ON THE QUALITY LINE

⾷品包装⽤O2&O2/CO2分析計の決定版︕

ガス置換包装された⾷品の「品質」「安全」を保証するにはO2、CO2の測定が必要です。
ポンプ内蔵のサンプル吸引⽅式のため、作業者による測定誤差を軽減でき、作業時間を短縮できます。

⾼精度[センサー組み合わせ表]

CheckMate 3

3種類のセンサーは右の表の通りの組み合わせが可能です。

A

ジルコニア式O2計

B

ジルコニア式O2計＋CO2計①

C

ガルバニ式O2計D

ガルバニ式O2計＋CO2計①＋③②②＋③

特徴●0.001%O2(ジルコニア式の場合)から測定可能●サンプル量2cc(ジルコニア式の場合)から測定可能●内蔵ポンプによる⾃動サンプリング●USBメモリースティックによりパソコンにデータ転送可能●O2センサーはジルコニア式もしくはガルバニ式のどちらか1⽅を選択可能●ニードル、フィルターの詰まり/漏れによるアラームを出⼒●5インチカラーディスプレイ

CheckMate 3 仕様
仕様

O2センサー(ジルコニア式)①O2センサー(ガルバニ式)②CO2センサー③

測定ガス

O2

O2

CO2センサージルコニア式

ガルバニ式

⾚外吸光式

測定レンジ

0.001-100%

0.1-100%

0.1-100%

0.001%

0.1% ＊PC上では⼩数点以下3桁

0.1%±(0.25％(絶対値)＋2%(読み値))±(0.5％(絶対値)＋1.5%(読み値))

約7秒

約10秒

分解能
精度

0-1%レンジ︓±0.01%(絶対値)
1-100%レンジ︓±1%(読み値)

測定時間

約3秒

サンプル量

約2cc

約4cc

約6cc

校正(推奨)

1回/1年

1回/6ヶ⽉

1回/1年

共通仕様
暖気時間

最⼤10分

出⼒

USBメモリースティックによるPCへのデータ転送 ⼜は内蔵プリンター(オプション)電源

100-240VAC 50-60Hz 最⼤40W

⼨法315 x 180 x 220 (W x H x D) mm

重量約3.7kg＊仕様は予告なく変更される場合があります。
＊⽔分や可燃性ガスを含むサンプルの測定はできません。
＊センサー寿命は使⽤状況に左右されます。

ON THE QUALITY LINE

CheckPoint 3

携帯型

2種類のセンサーからO2計のみ、またはO2計＋ CO2計の組み合わせが可能です。
従来の機種と⽐較し、短時間・少量サンプルで測定が可能になりました。
測定結果を保存できるタイプはWi-fiを経由してパソコン・タブレット端末からデータを管理することが可能になりました。

特徴●持ち運びに便利なハンディタイプ●内蔵ポンプによる⾃動サンプリング●測定時間︓約7秒、サンプル量︓約5cc●最⼤100万件の測定結果データを記録●3.5インチタッチパネルディスプレイ

タイプ

Wi-F iデ ータ
パ ック

ユ ーザー
設定

ガスフローアラ ーム

ユ ーザー
登録 数

製品
登録数

測 定 デ ータ保 存 件数

スタンダードーーー○

111プレミアム○ー○○

10100500/製品

プレミアム
データーパック

○○

○

○

100

1,000

1,000,000

注：Dansensor CheckPoint 3 プレミアムからプレミアムデータパックへのアップグレードはできません。

CheckPoint 3 仕様
仕様

O2センサー(ガルバニ式)①CO2センサー②

測定ガス

O2

CO2

センサー

ガルバニ式

⾚外吸光式

測定レンジ

0 - 100%

0 - 100%

分解能

0.1%

0.1%

精度*1

±(0.1％(絶対値)＋1.5%(読み値))

0-20%レンジ:±2％(絶対値)20-100%レンジ:±3％(絶対値)

測定時間

約7~14秒

約7秒

サンプル量

約5cc

約5cc

センサー寿命約9~12ヶ⽉

約5年

校正(推奨)

1回/1年

1回/1年

共通仕様
暖気時間

①約5秒 ②不要

出⼒なし

電源

充電式電池(5時間充電で約2,000回測定)

⼨法75 x 100 x 175 (H x W x D) mm

重量約0.7kg＊仕様は予告なく変更される場合があります。
＊⽔分を含むサンプルの測定はできません。
＊センサー寿命は使⽤状況に左右されます。
＊1 アルゴンサンプルはCO2の精度に影響します。

O N TTHEH E QQUALITYU A L I T Y LLINE
INE
ON
オプション

関連機器

⽸・ペットボトル専⽤サンプリング装置

抜取り⽤リーク検査器

Can Piercer

LeakPointer 3 / 3+

⽸やペットボトル等の硬いサンプルに対応したサンプリングツールです。
(CheckMate3/CheckPoint3対応)

パッケージの充填ガスの⼀部として使⽤されるCO2を検出できる抜取⽤リーク検査器です。

特徴
及び仕様

特徴
及び仕様

●ｵﾌﾗｲﾝ⾮破壊検査●ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾘｰｸの検出●NDIR⾚外吸光ｾﾝｻｰ●⼨法＊LeakPointer 3+
H︓751mm
w︓555mm
D︓812mm●最⼤ﾊﾟｯｹｰｼﾞｻｲｽﾞ
＊LeakPointer 3+
H︓155(40)mm
w︓465(363)mm
D︓ 465(363) mm●シンプルな構造●⼨法H︓720mm
w︓205mm
D︓330mm●動作範囲
⾼さ︓0~340mm
固定可能直径45mm~175mm

関連機器
オンラインO2＆O2/CO2分析計
MAP Check 3
包装機に組み込み連続で測定を⾏います。
オプションによりガス消費量を20~50%削減できます。

特徴及び仕様⾼精度ガス混合器
MAP Mix 9001 / MAP Mix Provectus
混合⽐率の異なるガスを⾼精度で供給することができます。

特徴及び仕様●精度︓±2%●メンテナンスフリー●2~3種混合可能(N2/CO2、N2/CO2/O2ほか)●混合⽐率や流量を簡単調整●⼊⼝圧下限警報付き●包装内をほぼリアルタイムで測定●測定レンジ
O2︓0.001-100%
CO2︓0.1-100%●出⼒4-20mA、接点出⼒RS232C●多点測定可能(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

仕様は予告無しに変更する場合があります。

⽇本総販売店〒107-8484
東⽇本⽀社
⻑野オフィス
名古屋⽀店
⼤阪⽀店
岡⼭⽀店
坂出出張所
九州⽀店
周南オフィス

URL: https://www.ybk.co.jp

東京都港区⾚坂3-9-1☎03-3588-6456 FAX.03-3588-6471☎0263-40-5270 FAX.0263-40-5271☎052-732-1611 FAX.052-732-1650☎06-6371-8011 FAX.06-6371-8211☎086-455-7010 FAX.086-455-7094☎0877-46-8816 FAX.0877-46-5573☎093-644-2660 FAX.093-644-2661☎0834-33-2611 FAX.0834-33-2612

販売代理店

134659E_TY_1500