G3100-R1 仕様表
型名
チャンネル数受信周波数
精度 ※平均初期化時間
データ
対応通信フォーマット

G3100-R1B

GPS
GLONASSRTK 水平精度
RTK 垂直精度
スタティック 水平精度
スタティック 垂直精度
RTK
データ記憶
データ更新レート※
RTK 補正情報
データ出力

インターフェース

防塵･防水
使用温度範囲
寸法・質量
電源

バッテリ
充電器

動作時間 ※

RTK 連続測定
NetRTK 連続測定
スタティック連続測定

国土地理院認定

G3100-R1R
136 チャンネル
L1/L2/L2C
L1/L2±(10+1ppm×D)mm±(20+1ppm×D)mm±(2+0.5ppm×D)mm±(5+0.5ppm×D)mm
約7 秒
SD カード1 ～ 10Hz、20Hz、25Hz(max）
RTCM Ver.2.3 ,3.0 CMR Ver.2.0
NMEA Ver2.3
SBF （独自フォーマット） RINEX （ソフトウェア変換)
SER 1 ： PC 通信ポート(Lemo 5pin)
SER 2 ： 外部無線モデム通信ポート(Lemo 8pin)
PWR ： 外部電源入力(Lemo 4pin)
コントローラ用通信I/F ： Bluetooth Class 2
IP67-20℃～ +65℃
198×198.5×99 mm
1.4kg (バッテリ込)
BP07 (2 個標準装備 ホットスワップ対応）
Li-ion 7.4V 2500mAh ×2
専用充電器セット (BC05、AC01、PC01、プラグ)
約 6 時間（外部バッテリ5Aｈ 1個）
約12 時間（内部バッテリ2 個）
簡易無線1W連続送信時
約12 時間（内部バッテリ2 個）
約12 時間（内部バッテリ2 個）
1級GNSS測量機
簡易無線( 小エリア無線）

固定局： 外付
移動局： 内蔵( 受信専用）
電波型式： F2D
348.5625MHz ～ 348.8000MHz
12.5kHz ステップ、20 チャンネル（データ伝送専用周波数は標準規格準拠）
出力： 1W (Hi) /0.2W 以下(Low)4800bpsIP55270g-無線モデム

タイプ
周波数
チャンネル
空中線電力
伝送速度
防塵・防水
質量

コントローラハードウエア型 名OS
搭載機能
CPU/メモリ
LCD
インターフェース
電源
防塵・防水 / 質 量
動作時間

Getac PS236
Windows Mobile 6.1 日本語版
300 万画素オートフォーカスカメラ/ 高度計/ 電子コンパス
クロック 806MHz / 128MB MDDR、256MB NAND Flash、4GB iNAND
半透過型 TFT-LCD
MiniUSB、WiFi （無線LAN) IEEE802.11b/g、Bluetooth Class 2
バッテリ： リチウムイオン電池 3.7V/2400mAh
IP67 / 530g
約8 時間（内部バッテリ、Bluetooth 連続動作 CPU 連続動作）

コントローラソフト【スタティック設定】【RTK基本】スタティック観測サポート
ネットワークＲＴＫ対応
路線計算（IP 法、任意点計算、逆幅杭）、路線設置、路線中心離れ、杭打ち、検測、面積、平行移動
円と直線交点、延長点、ST 計算、4 点交点、隅切計算、座標変換、座標確認、データ通信
縦断観測、横断観測、法丁張設置【RTK 応用】 (*ｵﾌﾟｼｮﾝ）※ G3100-R1の平均初期化時間や動作時間などは環境温度や観測状況により変化することがあります。
※ 測位精度は衛星数、衛星配置、周囲の環境（障害物等）、マルチパス、大気の状況、観測範囲、時間により変化することがあります。
※ データ更新レート 25Hz（max)は受信機本体が測定できる最大値です。最大出力レートは伝送手段や機器によって異なりますのでお問い合わせください。
GNSS SMT888-3G
型番標準価格G3100-R1 RTKセット

ＯＰＥＮ

G3100-R1 ＮｅｔＲＴＫセット
G3100-R1 スタティックセット

ＯＰＥＮ
ＯＰＥＮ

主要構成
G3100-R1Bx1台、G3100-R1Rx1台、ﾊﾞｯﾃﾘx4個、外部ﾊﾞｯﾃﾘx1個、充電器ｾｯﾄ、ｺﾝﾄﾛｰﾗ、ｺﾝﾄﾛｰﾗｿﾌﾄ【RTK基本】、簡易無線機(固定局)
G3100-R1Bx1台、ﾊﾞｯﾃﾘx2個、充電器ｾｯﾄ、ﾈｯﾄﾜｰｸ型RTK用ｹｰﾌﾞﾙ、ｺﾝﾄﾛｰﾗ、ｺﾝﾄﾛｰﾗｿﾌﾄ【RTK基本】
G3100-R1Bx1台、ﾊﾞｯﾃﾘx2個、充電器ｾｯﾄ、ｺﾝﾄﾛｰﾗ、ｺﾝﾄﾛｰﾗｿﾌﾄ【ｽﾀﾃｨｯｸ設定】

G3100-R1
GNSS SERIES※ ﾈｯﾄﾜｰｸ配信ｻｰﾋﾞｽ網への接続は、別途に通信機器(専用機器/Bluetooth/ﾙｰﾀｰ）やｹｰﾌﾞﾙなどが必要となる場合がありますのでお問い合わせください。

国土地理院認定 1級GNSS測量機
ネットワークRTK対応
136ch
GPS L1/L2/L2C
GLONASS L1/L2

カタログ No.311Ⓒ2013 TIアサヒ株式会社

2013.02U

G3100-R1

受信チャンネル数は136チャンネル、最新鋭のプロセッサーを搭載してGPS+GLONASSに完全対応し、ビルの谷間や樹木などがある環境でも抜群の測位能力を実現しました。

先進のアルゴリズムと高速プロセッサーよる初期化により、軽快な RTK 測量が可能です。

Bluetooth

G3100-R１シリーズは GPS 衛星、GLONASS 衛星を受信できる最新鋭のプロセッサーを搭載しています。
マルチパスを自動的に認識し、データ更新レートは最大25Hz ※1 と余裕の高速性能です。
データフォーマットは NMEA、RTCM など標準データ形式に対応しています。
電源を入れるだけですぐに状況に応じた最適なパフォー
マンスを発揮します。

RTK補正情報
本体電源
衛星捕捉
データ記録

（※1 受信機本体が測定できる最大値です。最大出力レートは伝送手段や機器によって異なりますのでお問い合わせください。）

大規模なフィールドで重要なバッテリの使用時間も小型大容量（7.4V 2500mA) バッテリを標準で 2 個内蔵、さらにホットスワップ形式の設計により運用を停止することなくバッテリを交換できますので長時間の連続運用が可能です。
もちろん、過酷な環境でも安心して観測作業を継続できるよう防塵・防水性能は JIS 保護等級 IP67、使用温度範囲 -20℃〜+65℃を実現しています。

RTK

すばやく観測状況を把握できるインジケータ

最新鋭のプロセッサーを搭載

RTK 測位に必要な固定局（G3100-R1B、外部バッテリー、簡易無線機）、移動局 (G3100-R1R）、コントローラ、コントローラソフト【RTK 基本】などを主要構成品としたセット品、G3100-R1 RTK セットでご利用いただけます。

G3100-R1B（固定局）

RTK 測量で重要な固定局から移動局への補正情報データ伝送も簡易無線 348MHz 1W 4800bps
により高速かつハイレスポンスな RTK 測量を実現します。固定局側の簡易無線機は、より高い位置にも単独で設置できる独立型を採用、周辺環境に適応したセッティングが可能です。

G3100-R1R（移動局）

移動局は軽快なフットワークを実現する
小型軽量ワイヤレス設計、わずらわしい接続もなく簡単にセッティングができます。
また、Bluetooth 採用で受信機をより高く上げたり、近づきにくい箇所に受信機だけを設置して離れた位置からでもコントローラ操作が可能です。

ホットスワップ方式のバッテリーを 2 個搭載
標準で 2 個のバッテリーを内蔵しています。

簡易無線（待機/受信）※2

ホットスワップ方式を採用していますので観測を途中で停止することなく、バッテリを交換できます。
充電器も 2 個のバッテリを同時に装着できるタイプを標準でご用意しました。また放電からのフル充電も数時間で行うことができます。

簡易無線（ON/OFF）※2

操作パネルは衛星補足状況、補正情報の受信状況、Bluetooth 通信状況など素早く確認できるカラフルでシンプルなデザインを採用しています。
（※2 G3100-R1R のみに装備されるインジケータです。RTK 用固定局として利用する
G3100-R1B は外付けの簡易無線機側に無線の機能状態を示すインジケータを搭載しています）

標準データ型式 NMEA、RINEX に対応
G3100-R1 シリーズは用途を選ばず誰でも簡単な操作で最高のパフォーマンスを実現することを追求した製品です。
専用のコントローラだけでなく、いろいろな場面でご活用いただくために標準データ形式の NMEA、RINEX※3 に対応（※3 標準装備の変換ソフトウエアにて対応可能です。）しています。

コンパクトに収納必要な機材を１つのキャリングケースに収納できますので、山岳地域の持ち運び、効率の良い車両積載、機材管理の場面で有効にご利用いただけます。

高性能コントローラと充実のソフトウエア
コントローラは先進の高速 CPU を搭載した小型軽量タイプを採用。
RTK セットのコントローラに標準搭載される【RTK 基本】は標準でネットワーク型 RTK に対応して工事測量で必要な基本機能を満載。
さらに、オプションで【RTK 応用】もご用意しております。
また、スタティックセットのコントローラには【スタティック設定】を標準搭載しています。

RTK 運用時の初期化は極めて高速、高精度でハイレスポンスな RTK 測位を実現しています。

NetRTK
Staticネットワーク型 RTK 測位に必要な移動局（G3100-R1B）、コントローラ、コントローラソフト【RTK 基本】などを主要構成品としたセット品、
G3100-R NetRTK セットでご利用いただけます。
スタティック測位に必要な固定局（G3100-R1B）、コントローラ、コントローラソフト【スタティック設定】などを主要構成品としたセット品、G3100-R1 スタティックセットでご利用いただけます。

目標座標誘導衛星配置プロット

座標変換

法丁張（基準杭）

横断観測