For Water

カルマン渦式流量計(アナログ出力)

Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/VSP (A/ V type)Karman vortex flow meter (Analog output)

シンプルな構造で低圧力損失
高信頼性の流量検出方式■ 超小型・軽量・低価格■ CEマーキング■■

Simplified construction and low pressure loss.
Highly reliable flow detecting form.
■ Extremely small in construction and light weight, and offering at low price.
■ Acquisition of CE marking.
■■

型式 Model number selection
VSP□-A

規格Std.

出力
Output

流体名Fluids- AVSP

規格 Std.
041640150250VSP□-V

規格Std.

出力Output

特殊項目
For specialized item

接続口径
Pipe size--

無記入 Blank R 1/2 or R1 1/4
ユニオン 25A(規格150のみ対応) Union 25A (Responding only to Std.150) ＊2
UN水 Water
1＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
9
特殊 For specialized fluid ＊1
詳細は当社にお問合せ下さい。
4-20mA 出力付 With output at 4-20 mA ※A
＊2: セキスイ製エスロン ユニオン継手のボールバルブ互換タ
イプ 25A（35A配管相当）
接続口径 Pipe size
接液材質 Material of contact area
測定範囲 Measuring range※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
R 3/8
0.5〜4L/min例）: 4mA : 0L/min、20mA : Max. 流量（ただし、精度保2〜16L/min
証は測定範囲内になります。）
R 1/2
PPS,FKM4〜40L/min＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection. For details,
consult us with your specification.
UN25
10〜150L/min＊2: Eslon valve made by SEKISUI Plastics (Equivalent to 35A piping).
R1 1/425〜250L/min※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 4 mA: 0 L/min, 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow
ranges we specify)

流体名Fluids

VSP 150 - V

接続口径
Pipe size

特殊項目
For specialized item- UN -UN
ユニオン 25A Union 25A ＊2
水 Water1特殊 For specialized fluid ＊1
90-5V 出力付 With output at 0-5 V ※V規格 Std. 測定範囲 Measuring range 接続口径 Pipe size
接液材質 Material of contact area
150
UN25PPS, FKM
10〜150L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。
詳細は当社にお問合せ下さい。
＊2: セキスイ製エスロン ユニオン継手のボールバルブ互換タ
イプ 25A（35A配管相当）※ アナログ出力は、流量と比例した出力となります。
例）: 0V : 0L/min, 5V : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection. For details,
consult us with your specification.
＊2: Eslon valve made by SEKISUI Plastics (Equivalent to 35A piping).
※ Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generatede.g.) 0 V: 0L/min, 5 V: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges wespecify)

回路、配線図 Plugging chart
4-20mA

0-5V
茶 Brown
黒 BlackRA

青 BlueCOM2023

黒 Black＋−

4-20mA

V＋V
青 Blueシールド Shielding

シールド Shielding

094

負荷A

茶 Brown

12-24VDC
Loading

W

COM−

W
液体用仕様 Specifications
仕様内容 Specified contents

項目 Items

工業用水, 水道水 Industrial water and tap water

測定流体 Operating fluid

Vタイプ type V

4-20mA
負荷抵抗 Load resistance
DC24V：500Ω以下 DC 24 V: ≦ 500 Ω
DC12V：250Ω以下 DC 12 V: ≦ 250 Ω0-5V
負荷抵抗 Load resistance
10kΩ以上 ≧ 10 kΩ

精度 Accuracy

カルマン渦式流量計

出力 Output

Aタイプ type A±3％F.S.
VSP04/16/40 : 0〜70℃

流体温度 Operating temperature

VSP150/250：0〜90℃

使用最高圧力 Max. operating pressure

1MPa(G)時定数 Time constant

約1s（63％ 応答）Approx 1 s (63% response)

周囲温度 Ambient temperature

0〜50℃

周囲湿度 Ambient humidity

5〜90％

電源電圧 Power source voltage

12〜24VDC ±10％消費電力 Power consumption

1W

構造 Structure

VSP (A/V type)IP64（JIS C0920 防まつ構造）(Splash proof structure)
2m(AWG 24) : 端末処理済（予備ハンダ付）2 m (AWG 24): Terminal treated (Pre-tinned)

ケーブル長 Cable length

構造図 Structural drawing

流れ方向

Flow direction

2×R1/2

14.8
17.8

80.6

14.5

30

14.5

12.5

404080

約2000

VSP250

2×Tr56.1×2.5

Approx 2000

VSP150

カバー Cover

PBT

スペーサ Spacer

PBT

ケーブルシース
Cable sheathe

耐熱・耐寒性 PVC
Heat and cold resistant PVC

1032.5

45

φ56.1

32.5

10(110)34.6±0.1

4×φ4.43045433046（105）4×φ4.4>PPS<29.6±0.1

PPS/Glass 30%

27.528.05

材質 Material

ボディ Body85.2

49

2×R 1 1/4

材質 Materials
名称 Names of parts

30

17.5

17.5

約2000

12.5

17.8

33±0.124±0.114.8

12125353

2×R3/8

Approx 2000

Flow direction

約2000

流れ方向

Approx 2000

約2000

VSP16/40

Approx 2000

VSP04

2023095