視度望遠鏡使用説明書

社団法人

日本望遠鏡工業会

目 次頁

I 各部の機能
1 . 座 板

2. デ、ィオプトリー目盛
3. スケール目盛

綱・一一一一一司ー一一一ーー‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ー一一24.分 画

一…ーーーー一一‑‑一ー回一一一ー一一・

3

目盛

E ディオプトリー目盛を使勺て視度を測定する方法

.
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑ 3

1.無限遠目標を使勺て望遠鏡の視度0テ合ィオプトリーの確認

1‑1 視度望遠鏡の調整ー
ーーーー
一‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑‑
ー
ー

3

一一ーー量一一一一一一一一一3

1‑ 2 目標の選定と被検査望遠鏡の設置

一一一一一一3

1‑3 被検査望遠鏡の視度0ディオプトリーの位置の確認

ー・・一一4

2. 望遠鏡の視度調整誤差の測定

一一一一一一一一一43. 望遠鏡の視度調整範囲の確認‑‑‑‑‑‑‑‑ー一一一一

44. ズーム式変倍望遠鏡の一一一一一5‑‑‑‑‑‑‑‑ー一一一一一一5変倍操作による視度変位置の測定

5. 望遠鏡の焦点板の視差の測定
6. 双眼鏡の左右視度差の測定

一一一‑‑‑‑‑‑‑‑ー一一6‑1 セントラルフォーカス式の場合

一一一一・ーー"一一6‑2 インヂ、ュビデュアルフォーカス式の場合
E スケール目盛を使勺て望遠鏡の視界を測定する方法

IV仕 様

一一一一5566

118.

4
初E 由.同時

置 由 .骨由(図1)￨ 各部の機能

1.座板 (
図 1のA)
測定の際、被検査望遠鏡の対物筒先端部、対物レンズおよび接眼見口に視度望遠鏡を密着させやすくするためのものです。
また、これらにキズをつけないように被検査望遠鏡と向かいあう面にフェルト布が接着してあります。

2. ディオプトリー目盛(図 1の B)
ディオプトリー目盛は、被検査望遠鏡の視度を測定するときに使い.
5ディオます。この目盛は、プラス 4ディオプトリーからマイナス 4プトリーまで 0.
5ディオプトリー間隔で刻まれております。

照)(
図 2参owl‑‑f

十￨￨nLIl11qυ ﹄Ill‑

︑ノI‑
JI¥
︑

(
図 2)

3.スケール目盛 (図 1の E)
スケール目盛は、被検査望遠鏡の実視界など角度を測定するときに使います。
この目盛は、中央の O度を中心に左右 7度ずつ 10分間隔で刻まれており、また読みやすいように目盛線の長さを 1度および 30分の個所は 1目盛 10分間隔の目盛線の長さよりそれぞれ長くしてあります。

(
図 3参照)

oat‑‑
1lheotBB'P}Egalli‑‑

till'eu''hl﹃i︐︐叶ri‑‑‑

rlhIl︑ーけ HW Fei‑‑‑ff'hHNtOAIlif‑‑rillit‑‑llira‑E}llFill‑‑﹃SIl‑‑TIl‑
‑

(図 3)

nr

4
. 分面目盛(図 1の F)
測定者の自の視度が正常でないときに、それを補正するときに使います。例えば、マイナス 2ディオプトリーのメガネをかけている測定者が棟眼で視度望遠鏡を使用するときは、目盛のマイナス 2ディオプトリーの個所が分画目盛指標と合致するように接眼簡を回転して調整します。
もし自分の自の視度が不明の場合はスケール目盛がは勺きり見えるまで接眼簡を回転して調整します。

.
5テ'ィオプトリー間隔に刻まれており、かっ、プラス、この目盛は 0
マイナス 4ディオプトリー以上回転するようにな勺ています。

H ディオプトリー目盛を使って視度を測定する方法
1.無限遠目標を使うて望遠鏡の視度 Oディオプトリーの確認

1‑1 視度望遠鏡の調整
接眼簡を回転し、測定者の目にスケール目盛がはっきり見えるように調整します。

CI‑4項参照)

また、ディオプトリー目盛指標(図 1‑C) の位置にディオプトリー目盛 Oディオプトリーを合わせ小ねじ(図 1‑D) で固定します。このように調整したとき、無限遠目標に対して視度望遠鏡を通して見た測定者の自の視度が Oディオプトリーに調整されたことになります。

1‑2 目標の選定と被検査望遠鏡の設置(測定の準備)
無限遠に固定されているコリメーターまたは遠方実目標(通0を乗じた距離 (m) 以上が望まし L、。)に被常倍率の 2乗に 1
検査望遠鏡の光軸を正しく向けますa‑3‑1‑3 被検査望遠鏡の視度 Oディオプトリーの位置の確認(
図 4)
前項のように設置した被検査望遠鏡の接眼見口に視度望遠鏡(1‑1により調整済)の座板(図 1の A)を密着させ、かっ、視度望遠鏡と被検査望遠鏡の両光軸が一致するようにして、無限遠目標がは勺きり見えるまで被検査望遠鏡の視度調整装置をまわして調整します。
このようにして像がは勺きり見えたときが無限遠目標に対する被検査望遠鏡の視度 Oディオプトリーの位置です。

2. 望遠鏡の視度調整誤差の測定
1の各方法により被検査望遠鏡の視度 Oティオプトリーの確認をしPたとき被検査望遠鏡の視度目盛指標に対し視度目盛 Oディオプトリーの位置と差を読みとります。

3. 望遠鏡の視度調整範囲の確認
視度望遠鏡のデ ィオプトリー目盛を規格値一例えばプリズム双眼鏡の視度調整範囲はプラス 2ディオプトリーからマイナス 4ディオプトリーまで(日本工業規格の規格値)であるから、まずプラス 2ディオプトリーーに合致させ小ねじ (図 1の D) で固定し被検査望遠鏡の接眼見口に視度望遠鏡の座板を密着させ、かっ、視度望遠鏡と被検‑4ー

査望遠鏡の両光軸を一致するようにして、被検査望遠鏡の視度調整装置をまわし無限遠目標の像がはっきり見えた位置がプラス 2ディオプトリーです。次に視度望遠鏡のディオプトリー目盛をマイナス 4デ、イオプトリーに合致させ小ねじ(図 1の D) で固定し同じようにしてマイナス 4テーィオプトリーの位置を確認します。

4. ズーム式変倍望遠鏡の変倍操作による視度変位量の測定
被検査ズーム式(レンズ間隔変更方式)変倍望遠鏡の最高倍率において 1の各方法により視度 Oディオプトリーに調整します。
次に変倍操作レバー(または変倍操作環)により最高倍率から最低倍率まで変倍したとき無限遠目標の像点をは勺きり見るために視度望遠鏡の摺動部を動かす必要が生ず、れば小ねじ(図 1の D) をゆるめ像点がはっきり見えるまで調整します。この調整量が視度偏位量となります。

5. 望遠鏡の焦点板の視差の測定
被検査望遠鏡を 1の各方法により調整した後、視度望遠鏡の小ねじ(
図 1の D) をゆるめデ、ィオプトリー目盛が自由に動くようにして今
度は被検査望遠鏡の焦点板がは勺きり見える位置まで視度望遠鏡の摺動部を動かします。そのときの視度望遠鏡の視度と視度 Oディオプトリーとの差を読みとれば無限遠目標の像点と焦点板位置との視差を測定したこととなります。
(参考)

測定は被検査望遠鏡を 1の各方法により無限遠に調整したときの像点を基準とし、焦点板の位置が接眼レンズ側にあるときをマイナス、対物レンズ側にあるときをプラスとする。
6. 双眼鏡の左右の視度差の測定

6‑1 セントラルフォーカス式cc・F) の場合

中央繰出し環により被検査望遠鏡の左接眼(接眼部に単独の視度調整装置がない側)を 1の各方法により調整したのち、右‑5‑

接眼(接眼部に視度調整装置がある側)の視度目盛を Oテ'ィオ
プトリーに合わせ、視度望遠鏡の小ねじ (図 1の D)をゆるめディオプトリー目盛が自由に動くようにして、今度は無限遠目標がは勺きり見える位置までディオプトリー目盛摺動部を動かし、そのときの視度望遠鏡のデ、ィオプトリー目盛と Oディオプトリーとの差を読みとればそれが視度差となります。 (4項参照)

6‑2 インデュビ、デュアルフォーカス式 C
I0 F)の場合，被検査望遠鏡の左接眼および右接眼をそれぞれ 1の各方法により調整したときの左接眼と右接眼の視度目盛の差を読みとります。

(4項参照)

川 スケール目盛を使って望遠鏡の視界を測定する方法

スケール目盛(図 5)

1. II‑lの各方法により被検査望遠鏡を調整し、視度望遠鏡は視度。
テ'ィオプトリーに固定し、その座板(図 1のA)を対物筒先端部または対物レンズに密着させ、かっ、被検査望遠鏡と視度望遠鏡の両光軸‑6‑が一致《スケール目盛 (図 1の E)は O度を中心に左右等分に見えます》するようにして、視度望遠鏡接眼都より視界を測定します。

(図6参照)

06ttit‑‑rill‑‑﹂
仙
川1?ι1111
1﹃Illliri‑‑‑

0611111'

Ilh引い

gill‑

工τ M AlTMA

不正確主主測定法

正確な測定法(両光紬ヵι一致してない場合)

(図 6)

2
. 通常視界の測定は前項 1による方法で行ないますが視界環の位置不良等の場合には前項の方法では正しく測定することはできません。このときは前項 1の方法により視度望遠鏡と被検査望遠鏡を設置したのち被検査望遠鏡の接眼部より視界を測定します。

IV仕様
高さ 118四幅 53.5凹‑7‑

重量 83g