6シリーズMSO
ミックスド・シグナル・オシロスコープ

最高の信号忠実度と最新のユーザ・エクスペリエンス
6シリーズ MSO

ミックスド・シグナル・オシロスコープ◦ クラス・トップの低ノイズ、高分解能◦ 4チャンネル同時に25GS/s の高速サンプル・レート◦ 新基準のユーザ・エクスペリエンス◦ 革新のプロービング技術◦ 豊富で操作性に優れた測定、解析機能◦ 将来のアプリケーション・ニーズに対応

6シリーズ MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

最高の信号忠実度と最新のユーザ・エクスペリエンス

6シリーズ MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ
クラストップの低ノイズ

最高16ビットの高分解能

新開発のフロントエンド ASIC により、革新のノイズ性能を実現。従来比75% 以12ビットの ADコンバータにより、大きな信号に存在上のノイズ低減により、高速、微小信号の詳細観測を可能にしました。

している微小信号も逃さず測定可能。HiRes モードでは最高16ビットの垂直分解能を実現します。

4チャンネル同時に25GS/sの高速サンプル・レート
6シリーズの最高サンプル・レートは全チャンネル使

サンプル・レート

用時にもクラス最高の25GS/s を実現しています。最高8GHz までの高速信号取込み時にも最大チャンネル数を確保できます。

1～2ch

3～4ch

6シリーズ

25GS/s25GS/sA社 8GHz機

20GS/s

10GS/sB社 8GHz機

20GS/s

10GS/s

自由自在のチャンネル構成 - FlexChannel®
プローブの選択でアナログ１チャンネル、またはデジタル8チャンネル入力になる
画期的なFlexChannel。アプリケーションに合わせて自由な構成が可能です。

TLP058 ロジック・プローブ

忠実な信号取込みはプローブから◦ NEW TDP7700シリーズ TriMode 差動プローブ
チップ・オン・チップ構造や TekFlex コネクタなどの革新技術で低負荷、高アクセス性能、低コストを実現した広帯域差動プローブです。はんだ付けチップ、ブラウザ、SMA アダプタを用途に応じて使い分けが可能です。
周波数帯域：4/6/8GHz◦ 最高クラスのプローブ・ラインアップ

TIVH/TIVM
シリーズ

NEW TDP4000/TAP4000型－ 光アイソ
レーション型
差動プローブ－ 差動／シングルエンドアクティブ・プローブ

TPP1000型

TPP0850型

THDP0200型

TCP0030A 型－ 受動プローブ
－高 電圧プローブ－高 電圧差動プローブ－ 電流プローブ

6シリーズ MSO ミックスド・シグナル・オシロスコープ

強力な解析／テスト機能
6シリーズ MSO は高周波数帯域、高サンプリング・レートに加え、クラス最高の分解能とノイズ性能により、豊富なアプリケーションに対応しています。

ジッタ／タイミング解析
アイ・ダイアグラムやジッタ解析などの拡張解析機能
はオプション

USB2.0自動コンプライアンス・テスト・テスト・デバッグ（オプション）

高調波、安全動作領域、スイッチング損失、磁気測定その他各種のパラメータ自動測定を含むパワー解析（オプション）

自動車用イーサネット（1000BASE-T1、100BASE-T1、BroadeR-Reach)の自動コンプライアンス・テスト・デバッグ（オプション）

各種のシリアル・プロトコル・トリガ／解析（オプション）組込みシステムや自動車などで使用されているバスに対応

作業効率と確度を向上させる新機能
ADC のフル分解能のまま複数チャンネルを並べて表示できるスタック表示モードを用意。測定確度を犠牲にすることなく、多チャンネルの同時表示が可能です。
また、スクリーン上で実波形に合わせてトリガ・エリアと条件設定可能なビジュアル・トリガを装備し、複雑でトリガ困難な波形にも対応します。
スタック表示モード

ビジュアル・トリガ

オシロスコープに最適化された
全く新しいタッチ操作
タッチ操作に最適化されたユーザ・インタフェースにより、スマホやタブレットでお馴染みのドラッグ、ピンチ、スワイプなどのタッチ操作が直感的、かつダイレクトに操作できます。コンパクトながら操作性に優れた前面パネルによるノブやボタンの操作も快適です。

Windows or リアルタイム。
OSは自由に選択可能
世 界 初、オシロスコープ のOSをオープンなWindows 環境または専用のクローズ環境か選択できます。
オシロスコープ底部のスロットにオ将来のアプリケーション変更にも安心
ご購入後でも周波数帯域をはじめ、各種機能や性能のアップグレードが可能です。
‒ 周波数帯域：2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz‒ レコード長：125M/ch、250M/ch‒ デジタル・チャンネル数：8ch 毎に追加可能‒ Windows 環境プションのSSDをインストールする‒ ビルトイン計測器機能：AFG、DVM、カウンタだけでオープン Windows 環境に変‒ 拡張ジッタ解析

更できます。いずれの環境でもオ‒ 各種プロトコル解析オプション‒ 各種アプリケーション・ソリューション

シロスコープのUIは全く同じです。

MSO64基本仕様

4FlexChannel 数
最大アナログ・チャンネル数

4最大デジタル・チャンネル数（Opt.）

32
1GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz

周波数帯域
ADC 分解能

12ビット

垂直軸分解能8ビット @25GS/s、12ビット @12.5S/s
High Res モード時最高16ビット @200MHz
165µV（FS の1.66%）＠8GHz、1mV/div60µV（FS の0.60%）＠1GHz、1mV/div

ランダム・ノイズ

25GS/s 全アナログ／デジタル・チャンネル

サンプル・レート

62.5M ポイント 全アナログ／デジタル・チャンネル

レコード長

125M ポイントまたは250M ポイント 全アナログ／デジタル・チャンネル

最大レコード長（Opt.）

30,000波形以上、500,000波形／s 以上（ピーク・ディテクト）波形取込みレート

最高50MHz、サイン、パルスなど13種の波形

任意波形／ファンクション・ジェネレータ（Opt.）

4桁

DVM（製品登録で無償）

8桁

周波数カウンタ（製品登録で無償）

15.6型、HD（1,920×1,080）分解能、静電容量方式タッチ・スクリーン寸法309mm（高）× 454mm（幅）× 205mm（奥行）質量11.4kg 未満

アクセサリ

周波数帯域オプション（必須）Opt. 6-BW-1000∙∙∙∙∙ 1GHz 周波数帯域 Opt. 6-BW-6000∙∙∙∙∙ 6GHz 周波数帯域
Opt. 6-BW-2500∙∙∙∙∙ 2.5GHz 周波数帯域 Opt. 6-BW-8000∙∙∙∙∙ 8GHz 周波数帯域
Opt. 6-BW-4000∙∙∙∙∙ 4GHz 周波数帯域u

保証期間3年：

プローブなどアクセサリを除いた
TLP058∙∙∙∙∙∙∙8ch 汎用デジタル・プローブ
部品代、労務費をカバーします。
HC5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ハード・キャリング・ケース
RM5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ラック・マウント・キット
TEK-CDA∙∙∙∙プローブ補正／デスキュー・フィクスチャ

stry Leading

MSO64∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙4 FlexChannel ミックスド・シグナル・オシロスコープInd

オーダー情報a3-Ye

Wartyディスプレイ

rran

機器オプション
Opt. 6-WIN∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ Windowsライセンス SSD
Opt. 6-SREMBD∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 組込みシリアル・トリガ／解析（I2C、SPI）
Opt. 6-AFG∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 任意波形／ファンクション・ジェネレータ出力追加
Opt. 6-SRENET∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ Ethernet シリアル・トリガ／解析（10BASE-T、100BASE-TX）
Opt. 6-RL-1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 最 大125M/chレコード長
Opt. 6-SRPM∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ SPMIシリアル・トリガ／解析
Opt. 6-RL-2∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 最大250M/chレコード長
Opt. 6-SRUSB2∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ USBシリアル・トリガ／解析（USB 2.0 LS、FS、HS）
Opt. 6-SEC∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 拡張セキュリティ
Opt. 6-DJA∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ DPOJET 拡張ジッタ／アイ・ダイアグラム解析
Opt. 6-SRAERO∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 航空機用シリアル・トリガ／解析（MIL-STD-1553、ARINC 429） Opt. 6-CMAUTOMEN∙∙∙∙ 自 動車用Ethernet（1000BASE-T1/100BASE-T1）コンプライアンス・
2S、LJ、RJ、TDM）
テスト（Windows SSD 必要）
Opt. 6-SRAUDIO∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ デジタル・オーディオ・トリガ／解析（IOpt. 6-SRAUTO∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 車載用シリアル・トリガ／解析（CAN、CAN FD、LIN、FlexRay） Opt. 6-CMUSB2∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ USB2.0自動コンプライアンス・テスト、デバッグ（Windows SSD 必要）
Opt. 6-SRAUTOSEN∙∙∙∙∙ 車載用シリアル・トリガ解析（SENT）
Opt. 6-PWR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ パワー測定／解析ソフトウェア
 ワー・ソリューション・バンドル（PWR、THDP0200、TCP0030A、デスキュー・フィクスチャ）
Opt. 6-SRCOMP∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ RS-232/422/485/UART バス・トリガ／解析
Opt. 6-PS2∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ パ

サービス・オプション
Opt. T3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3年トータル保証サービス
Opt. T5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5年トータル保証サービス
Opt. R5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5年保証期間

Opt. C3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3年標準校正（納品後2回実施）
Opt. C5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5年標準校正（納品後4回実施）
Opt. D1∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙英文試験成績書

4/6/8チャンネル、350MHz～2GHzの5シリーズMSO

jp.tek.com

テクトロニクス／ケースレーインスツルメンツ
お客様コールセンター ： 技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡
ヨッ！良 いオ シ ロ

営業時間／9：00～12：00・13：00～18：00（土日祝日および当社休日を除く）

サービス・コールセンター ： 修理・校正の依頼
なんと良 いオ シ ロ

TEL: 0120-741-046

営業時間／9：00～12：00・13：00～17：30（土日祝日および当社休日を除く）〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階
記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
Copyright © 2018, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。
記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2018年7月

48Z-61430-0

MSO54

MSO56

FlexChannel 数

468最大アナログ・チャンネル数

468最大デジタル・チャンネル数（Opt.）

324864基本仕様

オシロスコープの新基準を確立した
5シリーズ MSO。4、6、8チャンネル・モデルを用意し、多チャンネルの必要なアプリケーションにも対応します。

TEL: 0120-441-046

Opt. D3∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3年試験成績書（Opt. C3と同時発注）
Opt. D5∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5年試験成績書（Opt. C5と同時発注）

周波数帯域
ADC 分解能
サンプル・レート

MSO58

350MHz、500MHz、1GHz、2GHz
12ビット
6.25GS/s 全アナログ／デジタル・チャンネル

レコード長62.5Mポイント 全アナログ／デジタル・チャンネル

最大レコード長（Opt.）

125Mポイント 全アナログ／デジタル・チャンネル

波形取込みレート

500,000波形