WFor Waterフローコントローラ

FLC-E

Flow controller

電磁流量センサ内蔵型流量コントローラです。
ステッピングモータ採用により、信頼性、耐久性に優れています。
■ PID 制御と独自のバルブ構造により、高応答性（約 8 秒）、高安定性。
■ ゴミ詰まりの心配が少なく、メンテナンスを低減できます。
■ 豊富な入出力機能。
■■

A water flow controller with internal flowsensor and yet offering at low price.
Employing a stepping motor increases a reliability and durability.
■ PID control and its own valve structures make highly response (Approx. 8s) and stability important.
■ It cuts down a maintenance and trouble by a clogging since it is built in electromagnetic flow meter.
■ An abundant input / output functions.
■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FLC-E

流体名Fluids-

流量単位 最大流量 接続口径 入出力
表示方向
Units
Max flow Connection size In / Output Indicator direction

-0---

特殊項目
For specialized item

縦 VerticalU
右 Right
R
左 LeftL
4-20mA
0-5V
1-5V

OUT

IN
OUT
A
V
N
01
Rc1/4
02
Rc3/8OUT
IN
03
Rc1/204
Rc3/405
Rc1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

19010
020Max.
L/min
BZ
特殊 For specialized unit ＊1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1
制御流量範囲 Control Flow range
0.5〜5L/min
1〜10L/min
2〜20L/min
5〜50L/min10〜100L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.

068

2023

接続口径 Connection size
Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
Rc3/8, Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4, Rc1
Rc1

IN

W
液体用

主な機能 Typical functions so many
電磁流量センサ内蔵型流量コントローラ Built in electromagnetic flow meter

警報接点機能 Alarm contact function
事前に設定した設定値（2点）を基準にリレー接点にてON/OFFが可能です。
Based upon the prior setting values (2 points), it can be turned ON / OFF by relay contact.

フローコントローラ

電磁流量計を使用しているので、羽根車式やカルマン渦式に比べゴミ詰まりの心配が少なく、メンテナンスを低減できます。また、エアパージも行なえます。
It cuts down a maintenance and trouble by a clogging since it is built in electromagnetic flow metercompared with a turbine and vortex type. Air purge is also possible.

アナログ出力機能 Analog output function
流量に比例したアナログ信号出力により、外部流量監視が可能で、製品の歩留まり向上、不具合原因追及に貢献致します。
By using analog output signal proportional to flowrates, the flowrate can be externally monitored, and not only
improves it the yield of production, but contributing to search for a cause of failure.

流量設定の各モード機能 Each mode function to set flowrate
1. パラメータモードによる流量設定
表示画面に入力した流量値を目標とし、制御を行います。
2. 外部アナログ入力モードによる流量設定
外部アナログ入力により設定流量の可変ができ、外部からの遠隔操作が可能。

バルブ不感帯機能 Function of valve dead zone

3. プリセットモードによる流量設定
3本の端子の接続方法により、事前に設定した最大4種類の設定流量を簡易的に切り替える事が可能です。
1. For setting flowrate by parameter mode
(It controls over targeting the flowrate values entered on the display screen)
2. For setting flowrate by external analog input mode
It is possible to change the flow rate remotely by the analog signal.
3. For setting flowrate by preset mode
(Easy switching can be made for four kinds of setting flowrates where have been preset in terms of theconnecting method of three pieces of terminals.)

制御の ON/OFF 機能 Control ON / OFF
プリセット端子のON/OFFにて制御のON/OFFが可能です。電磁弁との併用により、全閉、設定流量を繰り返す様な高速応答を目的とした機能です。耐久性の向上に有効です。
It is possible to on / off the control by preset terminal. Quick responsetime is possible repeating a flow control andvalve stop combining with the solenoid valve. It is also effective to increase the durability of the control valve.

仕様 Specifications
項目 Item
制御流量範囲 Flow rate (controllable)
オリフィス径 Orifice

FLC-E010

FLC-E020

0.5 〜 5L/min

1 〜 10L/min

2 〜 20L/min

5 〜 50L/min

10 〜 100L/min

φ3.0

φ4.5

φ6.0

φ12.0

φ13.5

WATER, その他冷却水等（導電率 50μs/cm 以上の液体）WATER, Other coolants (Conductivity should be more than 50μs/cm）

流体 Fluid
流量精度(電磁流量計単体)±2% of F.S.

Flow Accuracy (Electromagnetic flowmeter only)±3% of F.S.

±2% of F.S.

±3% of F.S.

流量制御精度 Flow Control Accuracy±5% of F.S.

制御圧力範囲 Operating Pressure

0.15 〜 0.4MPa(G), 耐圧： 0.5MPa(G), 必要差圧： 0.15MPa 0.15 - 0.4MPa(G), Max. 0.5MPa(G), Required differential pressure: 0.15MPa

バルブ動作速度 Response Time

約 8 秒 Approx. 8s

使用温度範囲 Operating Temp.

0 〜 60℃（耐熱： 80℃）結露及び凍結なきこと。0 - 60°C (Max. : 80°C) Non freezing and dewing

使用環境温度 Ambient Temp.
アナログ入力Analog Input
入力
Input

出力
Output0 〜 50℃ 結露及び凍結なきこと Non freezing and dewing
設定流量値入力： 設定流量を外部より遠隔操作可能 Input of the setting value of the flow: The setting flowrate can be remote-controlled from outside.
4-20mA（入力インピーダンス： 20Ω）4-20 mA (Impedance: 20 Ω)
0-5V/1-5V（入力インピーダンス：1ＭΩ）0-5 V / 1-5 V (Impedance: 1 MΩ)
設定流量値入力： プリセット端子のON/OFF により設定流量の変更可能 Switchable the flow rate by three terminal combination

プリセット入力
Preset Input

設定流量値 1 点＋3 点（最大 4 点の設定流量）1 point set flow by monitor + 3 points preliminary set flow (Max. 4 points)
制御開始/ 停止入力： 制御開始/ 停止により無駄なバルブ動作を防ぎ、設定流量値の変更も 2 点可能
Starting control / stopping input: Protecting from useless behavior of the valve by using the starting /stopping control and the change of the setting values of the flowrates can be made in two points.
制御開始/ 停止＋設定流量値 2 点 Starting / stopping control + 2 points of the setting value of the flowrate
測定流量値： 4-20mA（負荷抵抗 300Ω以下）Measured value of flowrate: 4-20 mA (Load Resistance: Below 300 Ω)

アナログ出力(1 点) ＊1
Analog Output (1 point)

0-5V/1-5V（負荷抵抗 1kΩ以上） 0-5 V / 1-5 V (Load Resistance: More than 1 kΩ)

警報出力 Alarm Output

リレー出力： 2 点（上上限, 上下限, 下下限）DC35V, 0.1A Max. Relay Output: 2 points (Hi / Hi, Hi / Low, Low / Low) DC 35 V, 0.1 A Max.

全閉機能 Full Close Function

設定流量 0L/min 時、バルブが全閉する。Close the valve at the set flow of 0 L/min. ※表示 Display

瞬時流量表示/ 設定流量表示 Instantaneous flow rate / set flow rate

電源 Power source

DC24V±10％, Max. 450mA（待機時： 約 100mA Standby: Approx. 100 mA）

ケーブル長 Cable

標準タイプ ： 2m Standard: 2 m long

接液部材質 Wetted PartSCS13, SUS304, SUS316L, PPS, PTFE（充填材入り Include stopper）, FKM, HNBR

重量Weight

約 1800g Approx. 1800 g

バルブ部 Main bodyケーブル Cable

約 2400g Approx. 2400 g

約 150g Approx. 150 g＊1: アナログ出力は、流量と比例した出力となります。 例）: 4mA : 0L/min(別途設定可), 20mA : Max. 流量（ただし、精度保証は測定範囲内になります。）※バルブは全閉しますが、完全に止水を保証するものではありません。
＊1: Analog output signal, which is proportional to flow rate, is generated e.g.) 4 mA: 0 L/min (Value settable), 20 mA: Max. flow rate. (Flow accuracy is ensured for flow ranges we specify)※Shut off will not be guaranteed.

2023069

FLC-E

必要以上にバルブを動かさなくする機能です。バルブの耐久性向上や、省エネに貢献致します。なお、不感帯の幅も任意に調節可能です。
It functions not to make the valve move more than necessary. The functions contribute to improve a valve
durability and to save power. In addition the range of the dead zone is adjustable arbitrarily.

WFor Water

コントローラ部及び操作キーの説明 Explanation of the Controller section and operation keys

Flow controller① 測定値表示部

測定値（瞬時値）/設定メニュー・設定パラメータ/エラーメッセージなどを表示します。

② CP１インジケータ

比較出力がONするとLEDが点灯します。

③ CP２インジケータ

比較出力がONするとLEDが点灯します。

④ ACTインジケータ

流量センサの検出状態をLEDの点灯間隔で表します。

⑤ モードキー

キーを併用して、測定モードから設定モードへの切り換えを行います。
また、設定モード内のモード切り換えを行います。

①②
③
④

⑤⑥

⑧
⑦⑥ シフトキー

設定する数値の桁移動を行います。

⑦ アップキー設定する内容の切り換え、設定する数値の変更を行います。

⑧ セットキー

設定モード内の設定項目の切り換えを行います。

① Indicator

Indicate Measurement value (Instantaneous) / Set Menu・Set Parameter / Error Message, etc② CP1 Lamp

LED lights on when comparison output is on.

③ CP2 Lamp

LED lights on when comparison output is on.

④ ACT Lamp

It indicates a detection status of the flow sensor by the interval of LED light⑤ Mode Key

Move to the measurement mode to the set mode and switch to each mode inside of the set mode.

⑥ Shift Key

Change the digit.

⑦ Up Key

Change the value.

⑧ Set Key

Switch the set item inside of the set mode

付属ケーブル Standard attached cable

線色 Cable colors
(40)

2000

±50(100)
AWG 22

AWG 26(12芯 wires)
プラグ Plug : HR30-7P-12S(71)(HRS)

取付姿勢 Installation attitude

0702023

内容 Function

黒 Black

電源 DC 0V Power source DC 0 V

赤 ( 朱 ) Red

電源 DC24V Power source DC 24 V

橙 Orange

アナログ出力 OUT Analog Output OUT

緑 Green

アナログ出力 COM

黄 Yellow

プリセット 1 Preset 1

灰 Grayプリセット COM Preset COM

紫 Purple

プリセット 2 Preset 2

桃 Peach

警報接点 CP1 Alarm Contact CP1

白 White

警報接点 COM Alarm Contact COM

赤紫 Magenta

警報接点 CP2 Alarm Contact CP2

茶 Brown

アナログ入力 IN( 入力 Hi)

青 Blueアナログ入力 COM

Analog Output COM

Analog Input IN (Input Hi)

Analog Input COM

W
液体用

構造図 Structural drawing
FLC-E010

Rc1/4, Rc3/8:(188)IN

フローコントローラ

Rc1/2:(200)
165

OUT

①⑤④(93)②③③⑥32(64)

FLC-E

2537

⑦⑧

2×M4×9(取付け固定用 Mounting hall)

117

FLC-E020

Rc3/4:(219)
Rc1:(256)
186

IN

OUT

①④⑤3730(98)⑦⑧②③③⑥32(64)2×M4×9(取付け固定用 Mounting hall)

138

パネルカット Panel cut-out

No.

名称 Names of parts

材質 Material

備考 Remarks1

カバー Cover

ZDC2

ワインレッドメタリック Wine red metallic2アダプタ Adapter

SCS13

SUS304相当 Equivalent

3

防滴パッキン Drip-proof

4防水コネクタ Water-proof Connector

5コントローラ Controller

PC 等 etc.

6電磁流量計 Electromagnetic Flow Meter

PPS 等 etc.

7

ステッピングモータ Stepping Motor

POM 等 etc.

8

ボールバルブ Ball ValveSCS13 等 etc.

2×φ532

材質 Materials

NBR
PPS 等 etc.
FLC-E010 :117
FLC-E020 :138

SUS304相当等 Equivalent, etc.

2023071