WFor Water

面積式流量計Online Store にて販売中!
http://www.tofco.jp/store/FC-SX Flow checker

Variable area flow meter

耐熱ガラスを使用した、ストレート型の警報スイッチ付面積式流量計です。
流体、流量、圧力の各用途に合わせた製品を製作します。
■ 即納品 ( 在庫品 ) あり■■

Heat-resistant glass incorporated straight-type variable area flow meter with switching capability
Customization available to fluid types, flow ranges and inlet pressure values.
■ Off-the-shelf products■■

型式 Model number selection
規格
Std.

FC-SX

液体用For liquid

W

警報Alarm-

流体名Fluids

流量単位 最大流量 接続口径 オプション
Units
Max. flow Connection size Option---

特殊項目For specialized item

FKM
バイトンパッキン Viton packing
01
Rc1/403
Rc1/204
Rc3/405
Rc1
下記測定範囲の最大流量を記入 Max. flow rate selected from the available flow range below

129
規格 Std.

264242P

65Max.
AmL/min
L/min
B
特殊 For specialized unit ＊1
Z1
水 Water
特殊 For specialized fluid ＊1
9リードスイッチA接点(設定値以上クローズ) Reed switch of contact A (Switch is closed as the float rises past the switch. )リードスイッチB接点(設定値以下クローズ) Reed switch of contact B (Switch is closed as the float falls past the switch.)
特殊 For specialized alarm ＊1

測定範囲Measuring range
30〜300mL/min
40〜500mL/min
0.1〜1L/min
0.1〜1.5L/min
0.2〜2L/min
0.3〜3L/min
0.4〜5L/min
1〜10L/min
1〜15L/min
2〜20L/min
4〜20L/min
10〜50L/min
4〜30L/min
4〜50L/min
6〜70L/min10〜100L/min

口径Connection size

流れ方向
Direction of flow

Rc1/4
Rc1/2
下→上
Bottom to top
Rc1/2
Rc3/4

Rc1/2, Rc3/4
Rc3/4
Rc3/4
Rc1
Rc1

下→上, 水平Bottom to top, Horizontal
下→上Bottom to top＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
※マークは即納品です。対象の型式につきましては、お問い合わせください。
※スイッチ設定範囲は、F.S.流量の約20〜80％が使用範囲です。
ただし、個々の目盛や接点方法等により使用範囲は異なります。
＊1: For specialized items specify them at the end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.
※Pictorial marking forshows a quick delivery. For details, consult us with your specification.
※Set point for contact range shall be within 20% - 80% of F.S. However, it varies depending on a scale and contact method of flowmeter.

1942023仕様 Specifications
流量精度
Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力Max. operating pressure

0.8MPa（G）

使用流体温度Operating fluid temperature

Max. 80℃ / パッキン材質 Packing
FKM：Max. 100℃ ※使用環境温度
Ambient operating temperature

0〜60℃（結露なきこと）(No dewing)

接点方法
Contact forms

A接点(設定値以上クローズ)(Switch is closed as the float rises past the switch.)
B接点(設定値以下クローズ)(Switch is closed as the float falls past the switch.)

接点容量
Contact capacity

DC 0〜24V
Max. 0.2A

ケーブル長
Cable length

2m (AWG 19)※ パッキン材質 FKMはオプション扱いとなります。
※ FKM packing is optional

W
液体用構造図 Structural drawing
4147（23.5）

33(25)(25)⑧⑧25

2×M4×6(29)

Brown
青（−）

2×Rc1/2 or Rc3/4

茶（＋）

Brown
青（−）

Blue
56.53365(40)(25)(32.5)

ＯＵＴ

ＯＵＴ（23.5）

47Blue(40)⑦ＩＮ

FC-SX42

茶（＋）（18） 23

2×M5×6

Rc1/2 : (30)ＩＮ

FC-SX26⑩⑤①⑧155⑥⑦⑩

FC-SX65

Brown
青（−）

茶（＋）

（44）

Rc3/4 : (35)茶（＋）

4×M4×72×Rc3/4 or Rc1

ＩＮＩＮ⑨⑤2×Rc1/2 or Rc3/4

Brown
青（−）

Blue
56.5

FC-SX26

FC-SX422×φ52×φ6(40)68

FC-SX65

No.

4×φ5155515190100911003(40)材質 Materials

C334※ リードスイッチ付きの場合、磁性体パネルには固定できません。
Flowmeter equipped with reed-switch is uninstallable
to magnetic panel

Blue32.5

パネルカット Panel cut-out

4.5③④2×M5×6

⑦220

100

⑥⑤Rc1/2 : (30)

⑨⑩25

150

④27⑧②②③

32.5⑪①FC-SX

2×Rc1/4 or Rc1/2

⑨25

⑤⑦②
③④⑥

⑨⑥

⑩

Rc3/4 : (35)

③④150

②100

①100150①FC-SX42P

面積式流量計ＯＵＴＯＵＴ

364650

名称 Names of parts

材質 Material

1

ケース Case

AI2フロート Float

SUS304/SUS316/Ti

3テーパー管 Tapered tube

耐熱ガラス Heat-resistant glass

4

ガイドポール Guiding pole

SUS316

5パッキン Packing

NBR(FKM)

6ストッパー Stopper

7

フィッティング Fitting

8

リードスイッチ Reed switch

マグネット密封
Magnet sealed

SUS304
SUS316/SUS304/SCS14
BSBM 他 BSBM, etc.

AWG 19
等分目盛付
With uniform scale

9

スイッチプレート Switch plate

ベークライト Bakelite

10

ゴム/スプリングストッパー
Rubber / Spring stopper

FKM/SUS304

11 スプリング Spring

備考 Remarks

SUS3162023

195