ENDODONTICSENDODONTICS

広がる視野プログラム機能による治療効率の向上

ミニヘッドとスリムなネックのコント

プログラム機能は、選択された回転速度、トルク、ギア比 、オートリバース

ラアングルを採 用することで、広いモードの組み合わせを 5 パターンまでメモリーすることが可能です。

視野を確保できます。
▼プログラム設定パネル

回転速度

安全性に配慮した機能• 負荷が変化しても回転速度を一定に保つフィードバック回路を採用。

• 無負荷の状態が10 分間続くと、誤作 動 防止のためのオートパワーオ
フ機能が作動。

トルク

ギア比

ファイル破折のリスクを大幅に軽減する充実のアラーム機能
設定したトルク値の50％の負荷に達したところでアラームAが鳴ります。

アラーム

設定したトルク値の 75 ％の負荷に達したところでアラームB が鳴ります。

アラーム

A

B

設定したトルク値に負荷が達すると、自動的に回転が止まり、オートリバース機能が働きます。

オートリバース作動

設定トルク値ENDODONTICS

エンドメイト TC2 標準セット
製品名

製品番号

標準価格

エンドメイト TC2 標準セット

Y1001444￥138,500

セット内容
・MP-F16R ヘッド ・・エンドメイト TC2 モーター・TC2 用充電器

エンドメイト TC2 サブセット（ヘッド無し）
製品名

製品番号

標準価格

エンドメイト TC2 サブセット

Y1001445￥102,000

セット内容
・エンドメイト TC2 モーター ・TC2 用充電器仕様 ・最高回転速度：・
9,000 min -1 ・・充電時間：1.5 時間 ・・連続使用時間：1.2 時間※電池の充電容量によって、連続使用時間が変化することがあります。

143

ENDODONTICS

用 ヘッド ＆ モーター

エンドメイト TC2 用 ヘッド
・プッシュボタン式チャック ・ミニヘッド ・360 °回転 ・Ni -Ti ファイル用（ ø2.35 ）

エンド治療

360°

360°

減速

製品名

製品番号

標準価格

20：1

MP - F20R

Y110044￥35,000

16：1

MP - F16R

Y110096￥35,000

減速

製品名

製品番号

標準価格

20：1

MPAS-F20R

Y110046￥46,000

16：1

MPAS-F16R

Y110098￥46,000
ENDODONTICS・根管長測定器接続用（シャンク長 12 mm ）組み合わせにより広範囲な回転域とトルクをカバー
ギア比 トルク（ Ncm ）

4：1
10：1
16：1
20：1

0.1-0.7
0.2-2.2
0.3-3.0
0.4-4.0

回転速度（ min -1）

500-2,250
200-900
140-550
100-450

エンドメイト TC2 モーター

製品名

製品番号

標準価格

エンドメイト TC2 モーター

E346

￥74,000

・最高回転速度：9,000 min -1 ・・トルクコントロール機能
・オートリバース機能

144

熱水洗浄可能（エンドメイト TC2モーターは除く）

オートクレーブ可能（エンドメイト TC2モーターは除く）

145

ENDODONTICS

SmartLogic エンジン搭載の高精度根管長測定器
Smar tLogic エンジンはナカニシ独自の「 交互発振方式 」と「 面解析」
により、根管内の様々な影響を最大限に排除したクリアな信号解析を行い、高精度な根尖孔検出を実現します。
• 2 つの異 なる周波 数の交 互 発 振 方 式を測 定に採 用し 、信号解 析に影 響 を与えるノイズの発 生を抑え、フィルター回路を通す必要の無い精度の高い波形の抽出を実現。
• 検 出された周 波 数 を面 解 析する独自の方 式 を採 用。様々な状 況 が想 定される根 管内 に対して、安 定した測 定値解析を実現し、ファイル挿入との確かな連動感をもたらします。

根尖孔付近

▲

根尖部付近

▲

測定開始

▲

▲

根管長測定器

見やすい 3 色カラー LCD
根尖オーバーENDODONTICS

ナカニシのエンドモーターと iPexⅡとの組み合わせにより、正確で早い根管治療をサポートします。

iPexⅡ 標準セット
製品名

製品番号標準価格

iPexⅡ 標準セット

Y1002210￥106,000

セット内容 ・コントロールユニット・・iPexⅡプローブ（ 1.8 m ） ・iPexⅡファイルクリップ（ 3 本） ・・リップフック（ 3 本）
・単 4 電池（ 3 本） ・iPexⅡテスター
仕146

様 ・寸法：・

W 60 × D 60 × H 86 mm ・・ユニット重量：76 g（単 4 電池含まず） ・連続使用時間：60 時間（アルカリ電池使用時） ※連続使用時間は設定条件により異なります。

147

薬事情報一覧■エアータービン■訪問診療用機器
認証番号：224ALBZX00044000
認証番号：221ALBZX00001000
認証番号：222ALBZX00024000
認証番号：222ALBZX00032000

販売名：ティーマックス ＺＴ
販売名：エスマックス ＭＴ
販売名：エスマックス ｐｉｃｏ
販売名：ティーマックス Ｘ４５０

販売名：ビバエース
販売名：ビバサポート

認証番号：227ABBZX00112000
認証番号：224ALBZX00017000

２

一般的名称：可搬式歯科用ユニット

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ＮＬＸ プラス
販売名：ビバメイト Ｇ５

販売名：pico バー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

販売名：ビバ

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：22200BZX00182000
承認番号：22200BZX00184000

ＭＰＭＰＡＳ

販売名：エンド用コントラ
販売名：エンド用コントラ

一般的名称：歯科用根管拡大装置
販売名：ｉｓｏＥ−ラックス

管理医療機器

特定保守管理医療機器

届出番号：09B2X00016000150

一般的名称：歯科用口腔内手術灯

一般医療機器■治療用モーター
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

管理医療機器

販売名：ティーマックス Ｘ２０５Ｌ
販売名：エスマックス Ｍ２０５

認証番号：224ALBZX00027000
認証番号：222ALBZX00009000

一般的名称：歯科用空気回転駆動装置

管理医療機器

特定保守管理医療機器

特定保守管理医療機器■オーラルハイジーン
販売名：バリオスコンビ

Ｐｒｏ

認証番号：229ALBZX00017000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：バリオス
販売名：バリオス

９７０３７０

販売名：ティーマックス Ｓ９７０
販売名：Ｓ５０ ソニックブラシセット
販売名：ＮＳＫ エアスケーラ用チップ

一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器※チップは特定保守管理医療機器非該当
販売名：プロフィーメイト
販売名：ペリオメイト

管理医療機器

届出番号：09B2X00016000034
届出番号：09B2X00016000139

販売名：フラッシュパール
販売名：ペリオメイト パウダー

一般医療機器

ノズルチップ

一般的名称：歯科用注入器具
販売名：アイプロフィー

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00029000
認証番号：226ABBZX00023000

ｎｅｏ

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用器具

一般的名称：歯面研磨材

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00028000
認証番号：222ALBZX00019000
認証番号：224ALBZX00042000

販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０L
販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ２０Ｌ
販売名：エスマックス ＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ

届出番号：09B2X00016000124
届出番号：09B2X00016000123
届出番号：09B2X00016000042
届出番号：09B2X00016000041
届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00073000

Ｚ−ＳＧ４５

販売名：ティーマックス

一般的名称：ストレート ・ ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：サージック Ｐｒｏ２ 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器
販売名：コントラアングルハンドピース ＳＧＭーＥＲ
販売名：サージカルハンドピース ＳＧＭＳーＥＲ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ２
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ２

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00034000

一般医療機器

販売名：ＳＧＲ­Ｅ用ソーブレード
販売名：ＳＧＯ­Ｅ用ソーブレード
販売名：ＳＧＴ­Ｅ用ソーブレード

届出番号：09B2X00016000102
届出番号：09B2X00016000098
届出番号：09B2X00016000100

一般的名称：のこぎり

一般医療機器

販売名：ｉＳＤ９００

スクリュードライバー

一般的名称：電池電源式骨手術用器械

3 認証番号：225ABBZX00144000

一般的名称：電動式骨手術器械
販売名：サージカル

管理医療機器

特定保守管理医療機器■エンド治療認証番号：222ALBZX00018000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース
販売名：アイペックスⅡ

認証番号：222ALBZX00016000

管理医療機器管理医療機器イリゲーションチューブ

一般的名称：洗浄器キット
販売名：ソケットリフト

一般医療機器

一般的名称：歯科用起子及び剥離子
販売名：オッセオ 100+

特定保守管理医療機器

認証番号：09B1X00001000023

ハンドインスツルメント

認証番号：09B2X00016000141

一般医療機器

届出番号：09B2X00016000153

一般的名称：歯接触分析装置

一般医療機器

特定保守管理医療機器■オートクレーブ
販売名：アイクレーブミニ２

認証番号：302ABBZX00049000

一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器■技工用製品
販売名：アルチメイト
販売名：ボルバーｉ７

ＸＬ 届出番号：09B2X00016000030
届出番号：09B2X00016000149

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース

ＴＣ２

届出番号：09B2X00016000020
届出番号：09B2X00016000022
届出番号：09B2X00016000021

販売名：レシプロハンドピース ＳＧＲ２ーＥ
販売名：オシレートハンドピース ＳＧＯ２­Ｅ
販売名：サジタルハンドピース ＳＧＴ２­Ｅ
一般的名称：手術用のこぎり

届出番号：09B2X00016000015
届出番号：09B2X00016000018
届出番号：09B2X00016000013
届出番号：09B2X00016000014
届出番号：09B2X00016000011
届出番号：09B2X00016000012

届出番号：09B2X00016000140

一般医療機器

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース

販売名：エンドメイト

特定保守管理医療機器■オーラルサージェリー

販売名：バリオサージ

認証番号：223ALBZX00032000
認証番号：223ALBZX00037000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ペリオメイト

管理医療機器

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
認証番号：221ALBZX00015000

特定保守管理医療機器

管理医療機器

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器

販販売名：ティーマックス ＺＣ
認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Ｚ４５
認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス ＸＣ
認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス ＸＳ
認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース ＦＸシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース ＦＸ６５
認証番号：222ALBZX00004000販売名：コントラアングルハンドピース ＥＸシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース ＮＲＳ２ 承認番号：22200BZX00204000
販売名：ＮＳＫ プロフィー ＡＲ
認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯間研磨用ハンドピース ＥＶＡ
認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ ＶＭ
承認番号：20800BZZ00762000
販売名：ストレートハンドピース ＥＸ‐６
認証番号：219ALBZX00002000

ナノ管理医療機器

１７０ 認証番号：223ALBZX00036000

販売名：バリオス■コントラアングル

特定保守管理医療機器

認証番号：230ALBZX00025000

Ｑ

一般的名称：歯科用吸引装置

販売名：ＮＬＸ

管理医療機器

認証番号：221ALBZX00019000
認証番号：223ALBZX00022000

管理医療機器

特定保守管理医療機器

販売名：プレスト
販売名：プレスト
販売名：プレストアクア
アクア

Ⅱ

一般医療機器ＬＵＸ 届出番号：09B2X00016000038
届出番号：09B2X00016000010
Ⅱ
届出番号：09B2X00016000009

一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース

一般医療機器

認証番号：224ALBZX00015000

一般的名称：歯科用根管長測定器

管理医療機器

特定保守管理医療機器

KaVoとMultiflex は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSirona は、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bien AirとUNIFIX は、Bien-Air Holding SA の登録商標です。
W&H は、W&H Deutschland Gmbh の登録商標です。
iPad ® は、アメリカ合衆国およびその他の国々における Apple Computer,Inc.の登録商標です。