Uソニック TMシリーズ
超音波式レベルトランスミッター

高付加価値のパフォーマンスと性能を備えた
手頃な価格の2線式レベルトランスミッター
２インチノズルに取付可能
トランスデューサーはコンパクト設計です。
どんな２インチのノズルにも取付可能。 また埋め込みノズル取付により容器の最上部までレベル測定可能です。

スマートゲイン（SMARTGainTM）(スマートゲイン)攪拌機、容器内部の障害物の影
響を無視できます。容器を空にする必要や特別な設定は必要ありません。

ユーザーフレンドリー

２線式ループ電源、ＨＡＲＴ®
測定レンジ９.１ｍ
本質安全防爆と耐圧防爆設計

イージーセットアップ
ＰＣソフトウェア経由またはＨＡＲＴコミュ
ニ ケーター、または本体ディスプレーを使ってメニューのコン フィギュレーションができます

スマートゲイン（SMARTGainTM）
自動的にタンク内部のほとんどの障害物を無視します。特別な設定は不要です。

タンクの全長の測定が可能
トランスデューサーは内径２インチ以上のノズル に取り付けられます。 埋没取付でタンクの頂上からのレベルが測定できます。

ベンチコンフィギュレーション調整のために測定物のレベルを変化させる必要は ありません。

レベルまたは開水路流量を測定
内蔵ソフトウェアによって、レベル、距離、体積、流量を選択できます。

ミリメーター、センチメーター、メートル、などの測定レンジは内蔵ディス プレーの屋外型キーパッドから直接設定できます。 ディスプレーキー
パッドでメニュー選択ができ、暗号コードや他の複雑な手順の必要なく簡単にコンフィギュレーションできます。

レベルと開水路の流量測定が可能
Ｕソニックはレベル、距離、体積、または開水路の流量の測定を容易にコンフィギュレーションできます。Ｕソニックには８０を越える、違ったタイプのフリュームと堰の特性が予めインプットされています。 特殊なフリュームと堰についてはお客様 で独自の特性を定義づけできます。各Ｕソ
ニック には2つの（１つはお客様でリセット可能な）トータライザーＲが含まれています。

危険区域に設置可能
Ｕソニックは本質安全防爆もしくは耐圧防爆の Class1,Div.1,Zone 0環境での設置用に設計されて います。

電源
19 – 30VDC
4mAで最低19VDC必要
出力信号
2線式、4-20mA, HARTディスプレー表示
２列、７桁ＬＣＤ
ＵＶ規格
サンシールド不要

最大ループ抵抗600Ω ＠24VDC

精度+/－０.１５％ または測定レンジの５ ｍｍ
いずれか大きいほう

出力モード
レベル、距離、流量、容積再現性＜３ｍｍ

ディスプレー表示レベル、距離、流量、トー
タライズ、温度、信号強度、mA(ユ-ザー設定)
複数表示,自動でスクロール
可能

分解能
＜３ｍｍ

対応可能な堰、フリューム
パーシャル 四角堰（（エンドコントラクションの有無）
台形（堰とフリューム）
Ｖ－ノッチ
レオポールド-ラグコ
パーマーボウラス“ Ｈ” フリューム
測定レンジ
０.３－９.１ｍ
ニアーゾーン
３０５ｍｍ
最小スパン
７６ｍｍ
最大スパン
９.１ｍ
応答時間
３００ｍ秒

外気温度範囲－４０～７０℃

温度補正
内蔵
自動でディスプレーから読みとり
フェイルセーフ
３.７ と ２２ｍＡ
エラー信号
ロストエコーとニアーゾーンでの妨害信号
ユーザー設定コンフィギュレーシ ョン
本体ディスプレー
キーパッド（耐圧防爆タイプは無し）ＰＣソフトウェア(本質安全 防爆・耐圧防爆)
HARTコミュニケーター（本質安全防爆、耐圧防爆タイプ）

センサー
６.5インチ ＣＰＶＣ
本質安全防爆定格：－４０～７０℃
＠０.３４ＭＰａ
耐圧防爆定格：－２５～７０℃
＠０.３４ＭＰａ
センシングエレメント接続
２インチＢＳＰ/ ＮＰＴ、ＣＰＶＣフランジ（ねじ込みフランジ）
周波数
５０ｋＨｚ
ビーム角
円錐、１０°（合計）＠３ｄｂ
減衰エレクトニクスハウジング
PBT-RF (Valox UV安定)
NEMA-4X (IP-65)
耐圧防爆,パウダーコートアルミ
NEMA-4X (IP-66) IP68 (3m/72H)
承認
危険場所,Class I, Div. 1 & Div. 2, Zone 1
FM, FMc, CE, ATEX, IECEx

信号ダンピング
０－９９秒間 ユーザー設定
オートプロファイリング
全システムに標準装備＊仕様は予告無く変更になることがありますモデルナンバー構成
Uソニック™
方式
US Ｕソニック 超音波２線式連続レベルトランスミッター

ハウジング
1 PBT (Valox)
ディスプレーキーパッド付き＊ NEMA4X (1/2”NPTまたはM20 電線口)
2 キャストアルミニウム XPハウジング －ディスプレーキーパッド 表示なし**

取り付け
1 2" NPT電線口=1/2" NPT – 承認: FM, FMc, IECEx
2 2" BSP電線口= M20 ------ 承認: FM, FMc, IECEx
3 2" NPT電線口= 1/2" NPT - 承認: ATEX / CE, IECEx
4 2" BSP電線口= M20 ----- 承認: ATEX / CE, IECEx

US* 本質安全防爆承認** 本質安全防爆とFM/FMcの耐圧防爆承認※仕様は予告無く変更になることがあります

特許のスマートゲイン機能によってタンク内部の困難な障害物を無視します
スマートゲインは全システムに標準装備の機能で、タンク内部の構造物や攪拌器の羽などからの反響を防止することができます。 トランスミッターへの入力（リターンエコーの感度）を自動的に制御することで、お客様が介入することなく、 Ｕソニックのビームパス内にある障害物を無視することができます。スマートゲイン機能はまた、横円筒型や球形タイプのタンクからの乱反射効果を減少させることにおいても優れています。

ビームパス内の障害物を無視•

２インチ（50mm）径のパイプの障害物がある場合、その幅がトランスミッターの中心から1/2インチ（12.7mm）の位置まで無視されます。

•１インチ（25ｍｍ）径のパイプの障害物がある場合、その端がトランスミッター中心から１インチ（25ｍｍ）の位置までが無視されます。

クイック スタートアップ：
１．レベル、距離、体積、流量、のいずれかをインプットタイプとして選択してください。
２．コンフィギュレーション単位をメートル、センチメーター、ミリメーターから選んでください。
３．タンク高さを入力してください。
４．ＬＲＶ（４ｍＡ）とＵＲＶ（２０ｍＡ）にする値を入力してください。
これで正確なレベル測定を始める準備は完了です！

ユーザー設定のコンフィギュレーシ ョンは必要に応じて簡単にも複雑にもセットできます。
クイックスタートアップに加えて、細部にわたってコンフィギュレーションすることで内蔵ストラッピングテーブルを使ってのレベルから体積への変換や開水路流量とトータライズ設定が可能になります。Ｕソニックには流量測定用に２つの７桁のトータライズを入力できるようになっていて、うち１つはユーザーでリセットできます。
システム設定によってユーザー定義のシステムのゲイン、再現レート、遅延タイマー、エラー信号、表示オプション、ＨＡＲＴコミュニケーション、トラブル診断などが行えます。

システム外形図面
2 (51)
最大旋回半径4.6(118)

3.53(90)

3.7(94)5.6(142)1/2" NPT M20(2)ﾀｸﾞ穴

12.5(318)

14(355)

2" NPT BSP

8.38(213)

6.5(165)

1.9(48)1.9(48)

アメテック ドレキセルブルック総販売店
Website : https://www.ybk.co.jp/
E-mail : yashima_info@ybk.co.jp〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL: 03-3588-6456 FAX: 03-3588-6471【拠点】
東日本支社 長野オフィス 名古屋支店 四日市営業所
大阪支店 岡山支店 坂出出張所 九州支店 周南オフィス
13489FC_KS