ユニバーサル IV ™ CM モデル
2線式,4-20m A, ウォーターカットモニター

アプリケーション
Auto Well Testing (AWT)LACTユニット (リース自動管理輸送システム)
Basic Sediment and Water (BS&W) (基本的沈殿物と水)Separation Vessels (分離容器)
パイプラインのSlug 検知
Truck Unloading (輸送荷卸し)
Pump Protection (ポンプ保護)
Dielectric Analysis (誘電率分析)
機械潤滑油監視

耐久性
当社のPerm-A-Sealセンサーは、摩耗して高価なサービスを必要とするエポキシコーティングを必要としません。保守整備が必要なガスケットもな
く、大量の砂を含む坑井流体に対して堅牢な設計です。

日常的なメンテナンスが不要最高の製品をご使用ください
ドレキセルブルックは50年以上にわたり、リーズナブルなコストで信頼できる精度の高い製品を提供することにより静電容量ベースのウォーターカット測定の世界的リーダーとしての地位を確立してきました。業界で最高の耐圧と耐高温の製品を提供します。 当社のプローブは10.3MPaと圧力と232℃までの温度に対応します。

簡単な設定-LCDディスプレイとキーパッド内臓
全てのユニバーサルIV CMは 事前に工場から校正された状態で供給され、必要なのは1点検証のみです。フィールド設定はHRTWin
PCソフトウエアを介して2線式ループのどこからでも行うことができます。また、ラップトップやハンドヘルドコミニュケーターを必要とせずにローカルディスプレイキーパットで設定することもできます。

世界的な承認
Universal IV CMモデルは、クラスI、Div1、およびゾーン0の危険場所で承認されています。 CML (日本)、FM、FMc、ATEX、およびIECExの承認が利用可能です。

ユニバーサルIV CM(カットモニター)はRFアド
ミッタンス式におけるドレキセルブルックの専門的な知識に基づいて開発されました。電子機器がプローブ上に形成されたパラフィンやその他の付着影響を無視可能なためスプルーピースの分離や大径のパイプラインを設置するなど大きな改造は必要ありません。ユニバーサルIV CMはNPTねじ込みまたはフランジで一般的なサイズのパイプに取付可能です。

軽油で0-50% & 重油で0-80%
ユニバーサルIV CMは、軽油(API重力>25)及び重油(API重力＜25)で11の事前に設定された範囲のいずれかへ、工場出荷時に調整されています。

コートシールドTM実績のあるコートシールド電極がUniversal IV
CMシリーズに組み込まれており、機器が事前に決められたセンサー長のある部分を無視できるように設計されています。このコートシールド電極
により、センサーがノズル部を超えて流体内に伸び、測定に影響を与える可能性のあるパイプエルボーを避けて測定が可能です。コートシールドは、挿入プローブの検知部をプロセスストリームに直接配置し、エマルジョンの代表的なサンプル流体部の測定を保証します。

動作原理
オイルの比誘電率（k=2.3）と水の比誘電率（k=80）の差が大きいためＲＦアドミッタンスを使用してウォーターカットを測定する原理は広く成功しています。センサーとパイプ壁は同心コンデンサーの2つの電極を構成します。 システムのエレクトロニクスは静電容量の変化を測定するセンサーに無線周波数（RF）電圧を送信し、油中の水分量が増えると、正味比誘電率が増加し、静電容量も増加します。 搭載されたエレクトロニクスは静電容量の変化とウォーターカットの関係を計算します。
直観的で信頼性があり実証済みです。

典型的な配置DREXELBROOKサンプリングの利点
ドレキセルブルックの挿入プローブは、他メーカーでは分析できない大量の代表的なサンプルを分析できます。
Universal IVCMは、スプールピース、サイドアーム、またはスリップストリームを必要とせずにプロセスに直接取り付けることができる独自のセンシングエレメントを使用しています。センシングエレ
メントはメインプロセスラインに最小15インチ直接挿入が可能です。これの利点
は流体の静電容量をプローブの全長にわたり検出可能であり、平均化効果が得られることです。測定はより滑らかでより正確な応答を得るため、より広範囲にわたって流体のより状態の良いいサンプルを測定します。

水分含有量による容量変化

センシングエレメントの選択
ユニバーサルIVTMカットモニターのセンシングエレメントは、配管ｻｲｽﾞ、接液部、NACE要求および圧力・温度に基づいて選択されます。タンクの大きさが8インチ以上の場合は、同心シールドが必要です。
以下は、３ターミナル接続とコートシールドTMを備えた標準的なセンシングエレメントの選択ガイドです。
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

モデルX

3桁ｺｰﾄﾞ

700-1202-001

101

700-1202-015
700-1202-016

104
251

700-1202-021

253

700-1202-041

106

700-1202-042

256

700-1202-045

107

700-1202-046

257

700-1202-051

108

700-1202-052

258

700-1202-055

109

700-1202-061

110

700-1202-062

260

700-1202-081

111

700-1202-082

261

700-1202-0XX(91-403)700-1202-0XX(91-416)

ﾌﾟﾛｰﾌﾞ仕様
センサー検出部径9.5mm 長さはパイプサイズにより確定

SUS316/316L

分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK*

センサー検出部径9.5mm φ42穴あきコンセントリックシールド付

SUS316/316L

分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mmφ42穴あきコンセントリックシールド付

SUS316/316L(一体型のみ )及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

長さはパイプサイズにより確定(一体型のみ）センサー検出部径9.5mm

長さはパイプサイズにより確定

SUS316/316L

分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

SUS316/316L

長さはパイプサイズにより確定(一体型のみ）及び PEEK

センサー検出部径9.5mm φ42穴あきコンセントリックシールド付

SUS316/316L

分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mm φ42穴あきコンセントリックシールド付

SUS316/316L（一体型のみ）及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

センターロッド止め付き 長さはパイプサイズにより確定

SUS316/316L

分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

SUS316/316L

センターロッド止め付き

長さはパイプサイズにより確定(一体型のみ）及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

SUS316/316L

センターロッド止め付き 長さはパイプサイズにより確定

穴あきコンセントリックシールド付き 分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mmφ40溝穴コンセントリックシールド

SUS316/316L

分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mmφ42溝穴コンセントリックシールド

SUS316/316L(一体型のみ )及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

センターロッド止め付き 長さはパイプサイズにより確定

SUS316/316L

φ42溝穴コンセントリックシールド付き分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

及び PEEK

センサー検出部径9.5mm

SUS316/316L

センターロッド止め付き 長さはパイプサイズにより確定

φ42溝穴コンセントリックシールド付き(一体型のみ）
長さはパイプサイズにより確定。

任意の700-1202シリーズに適用。すべての長さを38mm短縮
分離型＆デュアルシール用ﾀﾌﾞｺﾈｸｼｮﾝ付き

262

SUS316/316L及び PEEK

1" NPT, センサー検出部径9.5mm

112

接液部材質

1" NPT, センサー検出部 径9.5mm

長さはパイプサイズにより確定。

任意の700-1202シリーズに適用。すべての長さを38mm短縮 (一体型のみ）

700-0201-051

328

センサー検出部径6.4mm

長さ約475mm

パイプサイズにより固定

700-0201-052

329

センサー検出部径6.4mm

長さ約714mm

パイプサイズにより固定

700-0201-058

330

センサー検出部径6.4mm

長さ約714mm

パイプサイズにより固定

700-0201-059

331

φ42溝穴コンセントリックシールド付き
センサー検出部径6.4mm

長さ約686mm

及び PEEKSUS316/316L及び PEEKSUS316/316L及び PEEKSUS316/316L及び テフロン
SUS316/316L及び テフロン
SUS316/316L及び テフロン

パイプサイズにより固定

φ42穴あきコンセントリックシールド付き

SUS316/316L及び テフロン

700-0202-053

332

センサー検出部径12.7mm

長さ約737mm

パイプサイズにより固定

700-0202-054

333

センサー検出部径12.7mm

長さ約815mm

パイプサイズにより固定

700-0202-056

334

センサー検出部径12.7mm

長さ約975mm

パイプサイズにより固定

SUS316/316L及び テフロン
SUS316/316L及び テフロン
SUS316/316L及び テフロン

ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ

NACE

ﾊﾟｲﾌﾟｻｲｽﾞ

〇8”未満

〇

タンク内 R02/R12 1.37MPa / 232℃〇

タンク内N/A

1.37MPa / 232℃

〇8”未満

N/A

1.37MPa / 232℃

〇8”未満

R02/R12〇8”未満

N/A〇

タンク内 R02/R12〇

タンク内N/A〇8”未満

R02/R12〇8”未満

N/A〇

タンク内 R02/R12〇8”以上

R02/R12〇8”以上

N/A〇8”以上R02/R12〇8”以上

N/A

〇8”未満

R02/R12

〇8”未満

N/A

〇1”

R02

〇2”

R02

〇8”以上

R02

〇タンク内

R02

〇3”

R04

〇4”

R04

〇6”

R04

IS/Xproof

耐圧/温度

R02/R12 1.37MPa / 232℃

6.89MPa/ 121℃
2.068MPa/232℃
6.89MPa/ 121℃
2.068MPa/232℃
6.89MPa/ 121℃
2.068MPa/232℃
6.89MPa/ 121℃
2.068MPa/232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
6.89MPa/ 121℃
2.068MPa/232℃
6.89MPa/ 121℃
2.068MPa/232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
10.3MPa/ 121℃
3.44MPa/ 232℃
6.89MPa/ 121℃
1.378MPa/232℃
6.89MPa/ 37.7℃
1.378MPa/232℃
6.89MPa/ 37.7℃
1.378MPa/232℃
6.89MPa/ 37.7℃
1.378MPa/232℃
6.89MPa/ 37.7℃
1.378MPa/232℃
6.89MPa/ 37.7℃
1.378MPa/232℃
6.89MPa/ 37.7℃
1.378MPa/232℃* PEEKは、TFEに似た特性を持ちますが、はるかに優れた耐摩耗性を備えた高温熱可塑性樹脂です。PEEKはSUS316と同じ材質に適合しています。
硫酸、メチルエチルケトン、濃化フェノール、または硝酸を除きます。材料の互換性に関する追加情報については、弊社へご相談ください。

センシングエレメントのサイズ
カットモニターのセンシングエレメントは、パイプのサイズによって異なります。
管径の大きさに合わせて、センシングエレメントの検出器長も長くなります。
コートシールドは、エルボーやノズルを超えて完全に流体に入る長さを要します。
以下は標準的長さを示す表になります。
700-1202-0XX

シリーズ

センサー

パイプサイズコートシールド長さ

挿入長

1 ½”

3.5” (88mm)

18.25” (463mm)

1 ½”

6” (152mm)

20.75” (527mm)

1 ½”

10” (254mm)

24.75” (628mm)

2”3.5” (88mm)

21.25” (539mm)

2”

6” (152mm)

23.75” (603mm)

2”10” (254mm)

27.75” (704mm)

3”3.5” (88mm)

25.5” (645mm)

3”6” (152mm)

28” (711mm)

3”

10” (254mm)

32” (812mm)

4”6” (152mm)

31.125” (790mm)

4”10” (254mm)

35.125” (892mm)

6”

6” (152mm)

35.375” (898mm)

6”10” (254mm)

39.375” (1000mm)

8”以上

10” (254mm

25.5” (645mm)

タンク内3.5” (88mm)

19” (482mm)

タンク内

6” (152mm)

21..5” (546mm)

タンク内

10” (254mm)

25.5” (645mm)

センシングエレメントの寸法

絶縁部材質

PEEK 又はテフロン

ｺｰﾄｼｰﾙﾄﾞ長
挿入長

一体型取付/寸法 ｲﾝﾁ(mm)一体型エレクトロニクスユニット
電線口（2）
3/4”NPT
もしくはM20ｘ1.5

センサーにより異なります
表示はねじ込み取付ですがフランジ取付も可能です。

挿入長（I.L.)

分離型取付/寸法 ｲﾝﾁ(mm)
分離型エレクトロニクスユニット
センシングエレメント

センサーにより異なります

挿入長（I.L.)

取付穴（2）
5/16DIA（8）

表示はねじ込み取付ですがフランジ取付も可能です。

電線口（2）
3/4”NPT
もしくは
M20ｘ1.5

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 横仕様
技術
RFｱﾄﾞﾐｯﾀﾝｽ / 静電容量

プロセス圧力10.3MPa（1500psi)まで プローブにより異なります。

電源電圧13-30VDC, 2線式ループ電源

プロセス接続方法
NPT, ANSI, その他(ご要望にお応えします）

出力/デジタルプロトコル
4-20mA, HART
HART® 互換
精度と解像度 （ウォーターカット＝含水率）
ウォーター
カットレンジウォーター
カット変動*

ウォーター
カット解像度**

0 ～ 1%
0 ～ 5%
0 ～ 10%0 ～ 30%0 ～ 50%0 ～ 80% (重油)+/- 0.03+/- 0.04+/- 0.04+/- 0.12+/- 0.35+/- 0.25

0.00020.00090.00090.00300.00800.0035* インラインの測定精度, ダイナミックウォーターカット測定は以下を含む多くのプロセス 変数に依存します。油の誘電率の一貫性、サンプルポイントでの流体速度、取付形状および油/水エマルションの均質性が含まれます。上記の値は、一貫した測定ポイント条件の下で適切に設置されたセンサーのウォーターカット測定値の分散を表しています。
** 計器が解像可能な最小値

負荷抵抗
24VDCで最大550Ω
HARTプロトコルでは最小250Ω

周囲温度-40℃～85℃ (-40℉～167℉)
プロセス温度
232℃ (450℉)まで

一体型構成または分離型構成
分離型用に最大25FT(約7.5m)ケーブル
応答速度
公称350mSec（ダンピングなしの場合）
ダンピングタイム1-90秒に設定可能

電源電圧の影響最大でフルスケールの0.2%
温度の影響
37.7℃（100℉）の変化につき0.5%
スタートアップ
12秒未満
設定と調整
すべてのモデルが標準のディスプレーとキーパッド付属
HRTWINTM PCベースソフトウェア(ﾌﾘｰﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ）
エミッションとサージ保護
IEC6100-4.2, 3, 4, 6, 8 に適合
CISPR11 Group I, Class Bに適合
承認
Intrinsically Safe (IS)
Explosion Proof (XP) without IS barrier
FM, FMc, ATEX, IECEx CML(日本）CE Mark

アップグレード改造
ユニバーサルIVCMは、CM-6とCM-3を含むDrexelbrookの前の機種のカットモニターと互換性があるためプローブをパイプに残して、エレクトロニクスユニットをアップグレードすることができます。改造モデルR02,R04およびR12を参照してください。

スタートアップサービス
何千ものモニタを設置することにより、分析機器のスタートアップが重要かつ問題であることがわかりました。プロセス制御やカストディー転送のためにカットモニターを使用するアプリケーションは、これらのデバイスを最も必要とし、精度や信頼性を犠牲にする余裕がありません。ア
メテック ドレキセルブルックは、すべてのカットモニター製品にインストールおよびスタートアップサービスを提供しています。 工場で訓練を受けたサービスエンジニアが、デバイスのインストール、起動、キャリブレーションをお手伝いします。

型番構成表 -システムエレクトロニクスとプローブモデル

技術
U ユニバーサルIV
測定タイプ / 周波数および位相調整
C0 ウォーターカットモニターエレクトロニクス
デジタルプロトコル
1 HART®
予備
0 予備
承認
0 なし
1 FM/FMc IS
2 FM/FMc XP
3 ATEX ia
4 ATEX d [ia]5 IECEx ia
6 IECEx d [ia]電線接続口
0 3/4" NPT 外部グランドなし
1 M20 外部グランド付き
2 3/4" NPT 外部グランド付き
サージ/ノイズ抑制
0 追加フィルタリング不要
1 信号のRFIフィルタリングとサージ保護（一体型または分離型）
2 プローブRFI（分離型のみ）
3 信号フィルタリングとプローブRFI（分離型のみ）
4 プローブHDSP (Heavy Duty Spark Protector) - 分離型のみ
5 信号フィルタリングとプローブHDSP (分離型のみ)
6 プローブRFIとプローブHDSP (分離型のみ)
7 信号フィルタリングとプローブRFI、およびプローブHDSP (分離型のみ)
一体型/分離型オプション
0 一体型
1 分離型ケーブルなし
2 分離型 約3m 標準ケーブル
3 分離型 約7.5m 標準ケーブル
8 分離型 約3m Triaxケーブル
9 分離型 約7.5m Triaxケーブル
E 分離型 約3m 高温用ケーブル
F 分離型 約7.5m 高温用ケーブル
L 分離型 約3m 高温複合ケーブル
M 分離型 約7.5m 高温複合ケーブル
Z 分離型 カスタムケーブル
デュアルシールオプション
0 デュアルシールなし
1 デュアルシールあり
センシングエレメント コード### センシングエレメント3桁コード（プローブ選択表参照）
000 プローブなしの分離型システム
ZZZ 特殊センシングエレメント
R## レトロフィットキットアップグレード
プローブ付属アダプター付 R02 , R04 またはR12( 表参照）
カットモニターソフトウエア
0 事前校正なし
A 軽油 -- 0 - 1%
B 軽油 -- 0 - 5%C 軽油 -- 0 - 10%
D 軽油 -- 0 - 30%
E 軽油 -- 0 - 50%
F 重油 -- 0 - 1%
G 重油 -- 0 - 5%
H 重油 -- 0 - 10%I 重油 -- 0 - 30%
J 重油 -- 0 - 50%
M 重油 -- 0 - 80%
Z スペシャルソフトウエア - 弊社へご連絡くださいUC

010--プロセスグランド接液部(X) B
316/316L SS
プロセス接続 (XX)A0 3/4" NPT
B0 1" NPTBA 1" 150# RF 炭素鋼
BB 1" 150# RF SUS316/316L
CB 1" 300# RF SUS316/316L
BD 1" 150# RF SUS316/316L TFE
C2 1 1/2" Tri-Clamp
E2 2" Tri-Clamp
FA 2" 150# RF 炭素鋼
FB 2" 150# RF SUS316/316L
GB 2" 300# RF SUS316/316L
FC 2" 150# RF 炭素鋼 TFE Face
FD 2" 150# RF SUS316/316L TFE
FE 2" 150# RF 炭素鋼 TFEはめ込み
FH 2” 150# RF SUS316L シールタイト

B-G0 1/2" NPTIA
3" 150# RF 炭素鋼
IB3" 150# RF SUS316/316L
J2 3" Tri-Clamp
JB 3" 300# RF SUS316/316L
KB 4" 150# RF SUS316/316L
KC 4" 150# RF CS TFEフェイス
KD 4" 150# RF SUS316/316L TFE
KG 4" 150# RF 炭素鋼 シールタイト
LA 4" 300# RF 炭素鋼
LB 4” 300# RF SUS316/316L
WB 6" 600# RF SUS316/316L2B 8" 600# RF SUS316/316L
XX* オプション (ANSI, DIN, JIS)

挿入長（mm)XXXXXX プロセスの接続からプローブの先端まで長さ(mm)352.425mm ～ 997.585mm 配管サイズとセンシングエレメントによる I.L. - 配管サイズを参照のこと
Cote-ShieldTM の長さ (mm)XXXXXXコート・シールドの長さ(mm) 3.5”､ 6” ､10” (88.9mm, 152.4mm, 254 mm)
配管サイズとセンサーによる-配管サイズ表を参照のこと
不感知部の長さ不感知
XXXXXX 測定されていないプローブの不感知部分の長さ
このオプションはカットモニターには適用されません。
不感知部材質N カットモニターには適用されません。
- 0 0 0 0 0 0 N

ご注文方法
ユニバーサルIV CMをご注文の際は、下記の情報が必要となります。ご指定ください。
型番構成表は、弊社製品の型番指定に仕様をどう配置するかを示しています。
エレクトロニクスユニットとプローブ用の2つの構成表があります。
ご注文時、両方の番号をご指定ください。
1. 油内の水分の割合（％）
2. 必要な承認
3. 一体型か分離型か、分離型の場合ケーブルの長さも必要
4. パイプサイズ
5. コートシールドの長さ

6.
7.
8.
9.
10.

プローブ取付 - NPT フランジ
インストールサービス
カットモニターアクセサリー
プロセスの圧力と温度
API (アメリカ石油化学協会）の重力

アメテック ドレキセルブルック総販売店
Website : https://www.ybk.co.jp/
E-mail : yashima_info@ybk.co.jp〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL: 03-3588-6456 FAX: 03-3588-6471【拠点】
東日本支社 長野オフィス 名古屋支店 四日市営業所
大阪支店 岡山支店 坂出出張所 九州支店 周南オフィス
13489FC_KS