WFor Water

分流式流量計BY-OM

Bypass type flow meter

中流量から大流量までシリーズ化。
ストップバルブ付は、本体を配管に付けたまま指示部の保守が可能。
■ 流れ方向を自由に選定できます。
■ 目盛範囲は、
1( 最小流量)：5( 最大流量) になります。
■■

Ranging from middle amount of flow up to a large one in series.
With stop-valve closed, flow meter can be removed for maintenance while plumbing.
■ Selection can be freely made on flow direction.
■ Scale ranges is five (maxflowrate) to one (Minimum flowrate).
■■

型式 Model number selection
規格Std.

接続Connection

液体用For liquid

BY - OMW

形状Shape-

流れ方向
Flow direction

流体名Fluids

流量単位 最大流量
Units
Max. flow-0

材質
Material

オプション
Option- 304 -特殊項目
For specialized item

FKMVMax.

無記入 Blank
F
規格
Std.
1520253240502023

下記測定範囲の最大流量を記入
Max. flow rate selected from the available flow range below

BL/minCm3/min
特殊 For specialized unitZ
水 Water1
特殊 For specialized fluid ＊1
9左→右 Left →Right
右→左 Right→Left
下→上 Down→Up
上→下 Up→Down

＊1

RLU
D
Rc接続 Rc connection
フランジ接続 Flange connection

測定範囲Measuring range
2〜10 L/min
4〜20 L/min
4〜20 L/min
10〜50 L/min
10〜50 L/min
20〜100 L/min
10〜50 L/min
20〜100 L/min
40〜200 L/min
10〜50 L/min
20〜100 L/min
40〜200 L/min
40〜200 L/min
60〜300 L/min＊1: 特殊項目に付いては、型式末尾に順番に明記下さい。詳細は当社にお問合せ下さい。
※ 測定範囲は水換算 20℃{293K}条件の流量です。
＊1: For specialized items specify them at end of Model number selection in order. For details, consult us with your specification.
※ Measuring range shown above are ones equivalent to water at 20°C.

142

バイトンパッキン Viton packing
ストップバルブ付 With stop valve

Rc接続タイプ
Rc connection

フランジ接続タイプ
Flange connection

Rc1/2

15A

Rc3/4

20A

Rc1

25A

Rc1 1/432A

Rc1 1/240A

Rc250A

W
規格Std.

仕様 Specifications

Rc接続 Rc connection
接続口径Connection size
Rc1/220

Rc3/4

25

Rc132

Rc1 1/440

Rc1 1/250

Rc2

フランジ接続 Flange connection

B

80

90
100

D

呼び径
φD
Nominal diameter

φC15A

95

70

20A

100

75
90

85

48

25A

125

89

60

32A

135 100

91

6540A

140 105

98

80

50A

155 120n×φh
4×15B
133

流量精度 Flow accuracy±5％ of F.S.

使用最高圧力 Max. operating pressure

0.75MPa（G）

使用流体温度 Operating fluid temperature

Max. 75℃

使用環境温度 Ambient temperature

0〜60℃（結露なきこと No dewing）

138
4×19分流式流量計

15L

液体用

規格寸法 Standard dimensions

136142構造図 Structural drawing
Rc接続タイプ For Rc connection

フランジ接続タイプ For flange connection

n×φh27.5

φCφD27.5L③④⑤(135.5)

163

163(135.5)③④⑤⑦50

①②①②⑥

BY-OM

365036D

B

140

接続口径

BConnection size
OUT⑦⑧

IN

⑧⑦OUT

IN

ストップバルブ付タイプ With stop valve

材質 Materials
ストップバルブ

Stop valve

B＋45
B寸法は45mm長くなります。

Dimension B extends to 45mm long.

No.

名称 Names of parts

材質 Material1

カバー Cover2

フロート Float

3テーパー管 Tapered tube

4

パッキン Packing5フィッティング Fitting

6

オリフィスブロック Orifice block

SCS13

7

オリフィス Orifice

SUS3048フランジ Flange

SUS304

備考 Remarks

PMMASUS316/Ti
耐熱ガラス/硬質ガラス Heat-resistant glass / Hard glass
NBR
SUS304

JIS10K規格 Std: JIS10K

配管取付時の注意事項 Precaution in making up pipe
1.計測精度を上げるため、配管は、IN側に10D（口径の10倍）、OUT側に5D以上の直管部を設けて下さい。
2.機器を正常に作動させるため、IN側にストレーナを取り付けることをお勧めします。
3.必ず流体が管内を充満するようにして下さい。
4.ストップバルブつきの場合は、バルブを全開にして下さい。
1. Set up the part of straight pipe more than 5D at outlet and 10D (ten times the connection size) at inlet in order toupgradeflow measuring accuracy.
2. In order to operate properly it is recommended to set up a strainer at inlet.
3. Always keep inside of tube filled fully with fluid.
4. Fully open valve, if it is furnished with stop valve.

BY-OM

上流側直管部

下流側直管部

Straight pipe located upstream

Straight pipe located downstream

10D or more

5D or more

10D以上

5D以上

直管部 Part of straight pipe

2023

143