医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き（概要）

平成２８年４月
電波環境協議会

1■手引きをご利用いただくにあたっての留意点
 手引きは、「電波環境協議会医療機関における電波利用推進部会」での検討で得られた情報を基に、医療機関において安心・安全に電波を利用するための環境整備に役立つよう、なるべく分かりやすい形で情報提供を行うものです。
 平成２８年４月現在の情報を基に作成されたものです。
 手引きは、医療関係者や製造販売業者等に対して裁量を制限したり、 義務や責任を課すものではなく、 あくまで安心かつ安全に電波をご利用いただくための情報として作成したものです。

■手引きの対象者
 手引きの対象者は、医療機関で用いられる電波利用機器（医療機器・通信機器）に関わる幅広い方々です。
医療機関従事者



医用電気機器・医療システム製造販売業者



無線LANネットワーク事業者



携帯電話事業者



通信機器製造販売業者

等

検討の経緯2

 医療機関において電波を利用する機器（医療機器や通信機器）の普及が拡大するとともに、患者等による通信機器等の利用が増加している。
 医療機関における電波管理等が適正になされていない場合には、医療機器にトラブルが発生したり、高度な医療ICTシステムを導入する際の弊害となるだけでなく、事故等につながることが危惧される。
【医療機関で生じているトラブルのイメージ】

ノイズ混入

設定ミス
混信

152/4052 －/－

185/32

97 129/92 60－

電波が届かない

別フロア・別の診療科

混信
近隣の建物

総務省・厚生労働省で連携し、「医療機関における電波利用推進部会」（電波環境協議会に設置）において、平成２７年９月から検討を開始
７回の会合を開催し、関係者ヒアリング、実地調査※１、アンケート調査※２により主に医用テレメータ、無線LAN、携帯電話について課題の抽出、解決策の検討等を実施※1…電波環境の実地調査を３病院で実施（埼玉医科大学国際医療センター（約700床・郊外型）、三井記念病院（約500床・都市型）、平成立石病院（約200床・都市型）※2…3000医療機関を対象に、電波利用のトラブル等や管理状況を調査【検討項目】
・電波環境の改善方策
・電波環境の管理体制充実方策
・高度なICT医療システム導入推進方策 等
【構成員】
・有識者
・医療関係・医療機器団体
・医療機器ベンダ等
・通信事業者・関係団体
・総務省、厚生労働省

医療機関における電波利用の現状

3

 医療機関では、電波を利用する機会が拡大し、様々な電波利用機器を活用 【図１】。
 携帯電話が利用可能な医療機関の割合は2015年には95.7%（2005年には46.8%） 【図２】。
 電波を利用する機会の増加に伴い、無線に関わるトラブルが増加。中でも、医用テレメータ、無線LAN、携帯電話で多くのトラブルが発生 【図３、４】。
9.8%

47.9%

医用テレメータ■全面利用不可■全面利用可出典：総務省調査（2015年12月）

18.5%
69.4%
33.0%

医療系無線システム（医用テレメータ以外）

5.4%

その他

4.4%

26.4%
0.5%

5.0%

2005年
2014年
2015年
図２ 医療機関における携帯電話の利用状況
出典：日本生体医工学会調査（2005年）、総務省調査（2014年、2015年）

図４ トラブル事例（イメージ）

無線LAN
携帯電話

85.2%

46.3%

図１ 医療機関に導入されている医療機器の例（電波利用機器）

医用テレメータ

46.8%■一部利用可28.1%

無線機能付き医療機器

95.7%

69.2%

21.9%

離床センサ

4.3%

51.6%

21.1%

無線式ナースコール

90.2%

図３ 医療機関でトラブルが発生した機器
出典：総務省調査（2015年12月）

医用テレメータの受信不良

不適切な無線LAN
設定

携帯電話による医療機器への影響

医療機関において適正に電波を利用するための課題

4

 医療機関において適正な電波環境を確保するためには、主に以下の課題が存在することが判明①②③④

医用テレメータ

無線LAN

携帯電話

医用テレメータや無線LAN等の利用に伴うトラブル等の発生原因や対応策等に関する情報が不足
携帯電話等の電波利用機器の導入コストや医療機器への影響に対する懸念
電波及び電波管理等に関する知識を持つ関係者が少ない
部門横断的な電波管理責任者及び管理体制の不備

トラブル等の例

対応策等の例

 一部病室等で電波が届かない 不適切なチャンネル設定
 他機器による電波干渉【医療機関】
 適切なチャンネル設定・管理※【製造販売業者等】
 推奨調達品等の情報提供 電子レンジ等の2.4GHz帯を利用した機器による電波干渉 持ち込み端末等による電波干渉 不適切なアクセスポイント・チャンネル設定
 病院で用いられる金属製の建築部材による電波遮へい
 携帯電話の医療機器への影響
 通信インフラの導入・維持コスト【医療機関】
 適切なアクセスポイント設置・管理※【無線LAN事業者】
 適切な情報提供等【医療機関】
 リスクの把握【携帯電話事業者】
 屋内基地局等のインフラ整備※定期的な電波環境調査の実施など

安心・安全に電波を利用するための３原則
原則１ 電波を利用している現状や発生しうるリスクとその対策の把握
原則２ 電波を管理する体制の構築
原則３ 電波を利用するための方策の検討と実施

手引きで対象とする電波利用機器（例）

携帯電話

タブレット端末

3-4. 携帯電話

PHS

3-5.その他(PHS）

医用テレメータ

5電子カルテ用端末等
3-3. 無線LAN

3-3. 無線LAN
3-4. 携帯電話

3-2. 医用テレメータ

無線式ナースコール

3-2. 医用テレメータ
3-3. 無線LAN
3-5. その他（特定小電力無線局）

無線式離床センサ

3-5. その他（微弱無線設備）
3-5. その他（特定小電力無線局）

患者用タグリーダー
3-5. その他（RFID）

無線機能付き医療機器（X線撮影装置、超音波診断装置等）

入退室システム3-5. その他（RFID）

3-3. 無線LAN

災害用トランシーバ

3-5. その他（トランシーバ）

MRI

3-5. その他（高周波利用設備）

電気メス

3-5. その他（高周波利用設備）

医用テレメータ（現状・概要・発生しうるトラブル事例）
携帯型
医用テレメータ

現状・概要 医用テレメータは47.9%の医療機関が導入
 そのうち無線チャンネル管理等を実施している機関は48.1%のみ
 電波に関連するトラブルとして数多くの事例が報告

心電・呼吸送信機

心電・呼吸・SpO2送信機

心電・呼吸・SpO2・
NIBP送信機

420MHz帯～440MHz帯を利用（3000番台のチャンネルはクレーンのリモコンや介護病棟の離床センサなどに使われているテレコンテレメータが利用する周波数と重複）

トラブル事例
事例① 電波が届かない
電池切れ

6

遠い

遮られる

医用テレメータのシステム図

事例② 不適切なチャンネル設定による混信やアンプが正しく設定されていないことによる自己ノイズの増加
混信

事例③ 他機器からの電波干渉
LED照明器具

無線LAN

ナースコール

アンプが正しく設定されていない
増
幅器

増幅器

過剰な信号増幅

離床センサ（他、近隣病院の医用テレメータとの混信等の事例が報告）

医用テレメータ（利用状況の確認）

7

無線チャンネルの確認○納入時に医用電気機器製造販売業者等から提供された無線チャンネル管理表を保管○運用時、機種変更時などに無線チャンネル設定が変更された場合、管理表を更新○医用テレメータの管理者が最新の情報を常に把握できるよう、管理表を適切に保管・管理
バンド１
チャネル100110021003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

配置
B棟3階 ゾーン1
E棟1階 ゾーン2
E棟3階 ゾーン3
B棟3階 ゾーン1
E棟1階 ゾーン2
E棟5階 ゾーン5
E棟4階 ゾーン4
A棟5階 ゾーン7
A棟2階 ゾーン8
未使用

バンド２チャネル
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

配置
B棟3階 ゾーン1
B棟3階 ゾーン2
E棟3階 ゾーン3
B棟3階 ゾーン4
未使用
A棟5階 ゾーン2
E棟3階 ゾーン3
B棟3階 ゾーン4
E棟5階 ゾーン5
未使用

バンド３チャネル
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010

配置
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用
未使用

医用テレメータの無線チャンネル一覧表（例）
電波環境の測定（簡易）バンド４チャネル
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
40094010

配置
C棟3階 ゾーン1
A棟6階 ゾーン2
E棟3階 ゾーン3
C棟3階 ゾーン1
A棟6階 ゾーン2
C棟6階 ゾーン6
E棟5階 ゾーン5
E棟4階 ゾーン4
C棟5階 ゾーン7
D棟4階 ゾーン8

上段：矩形波の例

下段：ノコギリ波の例

送信機からの電波信号を受信できていない時の波形のイメージ【測定の手順】
１．テレメータ送信機を患者使用時と同じように、医療スタッフに装着します。
２．セントラルモニタで電波信号を正しく受信できていることを確認します。
３．送信機を装着した医療スタッフに、看護単位内の廊下・病室・病室内トイレ・共用トイレ内・簡易食堂やラウンジ等に順次移動してもらいながら、各場所に移動してもセントラルモニタで電波信号が正しく受信できているかを確認します。
４．病室内トイレや共用トイレでは扉を閉めた時も電波が受信できているかを確認します。
このとき、テレメータ送信機を体で覆うようにした時にも電波信号を受信できているかを確認してください。
【結果の判定】○電波が受信できていない場合、セントラルモニタの波形は矩形波やノコギリ波になります。
○扉を閉めた時や体で覆うようにした時に、テレメータ送信機からの電波信号を受信できない場所は、電波信号の受信に余裕が無い場所です。

医用テレメータ（対応策）
対応策（フロー図）

各項目の詳細（チェックリスト）は手引きを参照

医療機関

医用テレメータ製造販売業者

事前検討

他関係機関
【病院建設業者等】
情報提供・支援

導入判断・製造販売業者決定

サービス提案・技術的支援等
詳細検討

・病院建設時の配慮
・電波を遮る構造材の配置等の情報提供 等【機器設置業者等】
情報提供・支援

サービスエリアの検討・事前調査・対策方法の決定など
事前調査（詳細）・設計

病院建設

・医用テレメータへ影響を与えうる機器等の情報提供
・機器の設置場所等の情報提供 等【隣接医療機関】
アンテナ施工・機器設置
利用ﾙｰﾙ策定
管理体制構築

動作検証

運用

保守・点検
電波環境調査（定期的）機器設定変更時等の確認
他機器調達時等の確認
トラブル対策情報共有・調整

8

無線LAN（現状・概要）

9無線LANの規格

現状・概要
規 無線LANは74.2%の医療機関が導入
 電子カルテなどの医療系システムの無線化やインターネットサービスなど多様な用途で利用
 2.4GHz帯と5GHz帯の周波数を用いる規格が存在 多くのトラブル事例が報告

格11n11a11b11g

11ac

周波数帯

2.4GHz帯
5GHz帯

5GHz帯

2.4GHz帯

2.4GHz帯

5GHz帯

通信速度

～600Mbps～54Mbps～54Mbps～11Mbps～6.9Gbps

電波干渉の有無

あり

少ない

あり

あり

少ない

2.4GHz帯の特徴
 産業科学医療用（ISM)の周波数帯の一つであり、同じ周波数帯を電子レンジ、家庭用コードレス電話、アマチュア無線など様々な機器と共用。
 2.4GHz帯を用いる無線LANは普及が進んでおり、電波干渉が多い。

5GHz帯の特徴
 2.4GHz帯よりも利用可能なチャンネルが多く、他機器との電波干渉も少ない。
 ただし、気象レーダの影響（一部チャンネルが使用不可）が発生する場合がある。

無線LAN（発生しうるトラブル事例）
トラブル事例10

事例⑤ 配慮を欠いた無線LAN APの設置事例① 通信インフラの新設・増設のコスト等
事例② 電子レンジ、高周波治療器、Bluetooth等による電波干渉

事例⑥ 不適切なローミング設定
事例③ 持ち込み端末や管理外の無線LANアクセスポイントによる電波干渉

事例⑦ 5GHz帯無線LANに関する気象レーダ検知時の使用チャンネルの変更
事例⑧ 外部環境（小売店舗、バス・バス停、自動販売機等に設置される無線LANアクセスポイント)からの電波干渉

事例④ 不適切な無線チャンネル設定
事例⑨ 不適切なセキュリティ設定

無線LAN（利用状況の確認）

11

無線チャンネルの確認○納入時に無線LANネットワーク事業者等から提供された無線LAN APの位置と、それぞれの無線チャンネル等の情報が記載された管理表を保管○メンテナンス時、機種変更時などに無線チャンネル設定が変更された場合、管理表を更新○管理表は、無線LANの管理者が最新の情報を常に把握できるよう、適切に保管・管理
管理表の例

電波環境の測定（簡易）無線LAN-Aは無線LAN-1によって電波干渉を受けて性能低下【測定の手順】
１．無線LANの電波状況を確認する場所を決めます。
２．医療機関内で運用する無線LANネットワークの名称と使用している無線チャンネルを確認して記録しておきます。
３．電波環境を調べる場所において、医療機関が運用している無線LANやそれ以外の無線LANのネットワークの名称・使用チャンネル・信号強度を測定して記録します。
４．例えば1時間毎に同じ場所で電波状況の測定と記録を行い電波状況の変化を把握します。
５．医療機関が管理している無線LANの電波状況は大きな変化はありませんが、それ以外の無線LAN電波は病院内に無線LAN機器を持ち込む人の数や病院外での無線LANの使用状況によって大きく変わります。
【結果の判定】○病院が管理している無線LANのチャンネルと同じチャンネルに病院管理外の無線LANの信号が定常的あるいは何度も測定された場合には、病院の無線LANの性能を低下させていることが考えられます。
○また、病院が管理している無線LANの同一チャンネルが複数測定される場合にも、病院の無線LANの性能を低下させていることが考えられます（シングルチャネル方式を用いている場合は除きます）。
参考）無線LANネットワークの名称(SSID)・使用チャンネル・信号強度等の測定には、スマートフォンのアプリケーションを利用すると容易に知ることができます。無線LAN（対応策）
対応策（フロー図）

12

各項目の詳細（チェックリスト）は手引きを参照

医療機関

無線LANネットワーク事業者

事前検討

他関係機関
【病院建設業者等】
情報提供・支援

導入判断・事業者決定

サービス提案・技術的支援等
詳細検討

・病院建設時の配慮
・電波を遮る構造材の配置等の情報提供 等【機器設置業者等】
情報提供・支援

サービスエリアの検討・事前調査・対策方法の決定など
事前調査（詳細）・設計

病院建設

施工
利用ﾙｰﾙ策定
管理体制構築動作検証

運用【隣接無線LAN運用
機関（オフィス・バス・コンビニ等）】
情報共有・調整

保守・点検
電波環境調査（定期的）機器設定変更時等の確認
他機器調達時等の確認
トラブル対策・無線LANへ影響を与えうる機器等の情報提供
・機器の設置場所等の情報
提供 等

携帯電話（現状・概要・課題）
現状・概要
 平成２６年８月、「医療機関における携帯電話利用に関する指針」（電波環境協議会）が策定
 携帯電話の利用が拡大しつつある
 携帯電話端末が、基地局から発射される電波を受信し、基地局に向けて電波を発信することで通信をするもの

課題

携帯電話の利用イメージ①医療機関における携帯電話の利用が拡大しつつあるが、マナーの問題や医用電気機器への電波の影響が危惧

対策

携帯電話の受信状況が悪いと送信電力は大きくなり、医用電気機器へ影響を与えるおそれが増大②通信インフラの整備には、一般にコストが比較的大きくなる
ことが多く、医療機関における導入時の課題

対策が必要な場合には、屋内基地局用装置を設置し、電波の受信状況を改善することが有効

13携帯電話（利用状況の確認）
無線チャンネルの確認

14
携帯電話の状況確認結果例（アンテナ表示が最大４本の場合）○携帯電話は無線チャンネルの確認は不要です。

電波環境の測定（簡易）【測定の手順】
１．基地局から届く電波の強度は、携帯電話端末（スマートフォンを含む）に表示されるアンテナ本数が目安になります。
一般にアンテナ本数が多い場合、その場所では基地局の電波が強く届いている可能性があります。
２．携帯電話が広く普及した現在、屋外ではアンテナ本数が少ない場所は少なくなってきていますが、病院内の手術室や検査室等、金属壁が多くなる建物内では、アンテナ本数が最大値より少ない状況となる場合があります。
３．病院内での電波状況の傾向を確認するには、病院内の各場所で携帯電話端末に示されるアンテナ本数を記録することが最も簡易な方法となります。アンテナ本数を確認するときは、各場所で携帯電話端末の向きを変えてアンテナ本数の表示が最も少なくなった時の状況を記録します。
４．病院内の測定場所とアンテナ本数の表示値を合わせて示すと、携帯電話の電波状況のおおよその傾向を知ることができます。
【結果の判定】○アンテナ本数が少ない場所は、携帯電話の電波状況がよくないと考えられ、携帯電話端末（スマートフォンを含む）から発射される電波の強さは比較的大きくなる傾向にあります。電波環境を改善する場合は、携帯電話事業者に相談してください。
○近年の携帯電話システムでは、アンテナ本数が多く電波状況がよい場所でも、ベストエフォート制御により一時的に携帯電話端末が強い電波を発射する場合があるため、医用電気機器への影響に注意が必要です。また、電波状況の表示方法は端末機種により異なる場合があることを考慮する必要があります。

携帯電話（対応策）
対応策（フロー図）

各項目の詳細（チェックリスト）は手引きを参照

医療機関

携帯電話事業者

導入検討

サービス提案など案件により前後する場合あり。

機器干渉評価問合せ・相談●EMCC報告書/指針●先行事例データ●実測による評価

必要により技術アドバイス

導入判断
対策範囲の検討・事前調査・対策方法の決定など

利用ﾙｰﾙ策定
管理体制構築15

動作確認

事前調査（詳細）
屋外/屋内エリア設計

運用開始

施工

維持・管理

保守・点検

他関係機関
【病院建設業者等】
情報提供・支援・病院建設時の配慮
・電波を遮る構造材の配置等の情報提供 等

その他の電波利用機器①
微弱無線設備••

無線設備から発射される電波が著しく微弱で、無線局免許を受ける必要がないもの
適法な微弱無線設備であれば、医用電気機器への影響は非常に小さい

特定小電力無線局••••

一定の条件を満たした無線設備で、無線局免許を受ける必要がないもの
微弱無線設備よりも雑音や混信に強く、長い距離での通信が可能なため、医療用途でも幅広く利用
技術基準に適合した特定小電力無線局であれば、医療電気機器への影響は小さい
技術基準に適合した機器であることを取扱説明書、技術資料あるいは技術基準に適合していることを示す「技適マーク」により確認

16

微弱無線設備の例
介護・健康
育児・保育
 徘徊センサ ベビーカメラ 呼吸センサ 歩数計
 おむつセンサ

医療機関で用いられる特定小電力無線局の例
システム

主な用途

周波数帯

医用テレメータ用

医用テレメータ（心電図等の生体信号の伝送）

400MHz帯

体内植込み型医療用データ伝送用及び体内植込型医療用
遠隔計測用

植込み型心臓ペースメーカ等のデータ伝送等

400MHz帯

無線呼出用

ナースコール、患者呼び出し、離床センサ等

400MHz帯

現在の技適マーク（平成7年～）

旧タイプの技適マーク（昭和62年～）

高周波利用設備•••

電気メス、MRIや医療用品の洗浄機をはじめとする、10kHz以上の高周波電流を使用する医療用設備など無線設備への影響が懸念されることから、規制の対象（一部を除く）となっており、原則として個別に電波法に基づく設置許可を受けることが必要調達にあたっては、法定の手続きに従い、安全に利用が進むよう注意が必要【規制の対象外となる設備】①通信設備でなく、また高周波出力が50W以下の機器②型式指定を受けた機器③型式確認を届け出た機器

医療機関で用いられる高周波利用設備の例
 超音波治療器
 超音波メス
 電気メス 結石破壊装置 歯石除去装置
 白内障手術装置
 超音波診断装置
 MRI等その他の電波利用機器②
RFIDの例

RFID•••

周波数帯及びタイプ••

交通系カードシステム、行政カードシステム、ICカード公衆電話、入退室管理システム 等
物流管理、製造物履歴管理 等
物流管理、製造物履歴管理、物品管理 等

トランシーバの例

業務用に用いられるトランシーバには複数種類があり、それぞれ通信距離、周波数帯、必要な手続きが異なる
医療機関では、警備等の業務用のほか、災害時等の院外との通信手段として常備されているケースがある
送信電力が大きいものもあり、医用電気機器等に影響を与える可能性が高いことを理解したうえで、災害発生時や屋外のみに限るなどの厳格な利用ルールが必要

携帯電話と同様に基地局との間で通信を行うものマイクロセル方式を採用しているため、携帯電話と比較して、送信電力は小さく、医用電気機器へ与える影響が少ない携帯電話とPHS
無線アクセス方式

スキーゲート、自動倉庫、食堂精算 等

920MHz帯（パッシブ）
2.45GHz帯（パッシブ／アクティブ）

PHS••

用途例（一般）非接触の「ICタグ」を用いて、商品等の情報を自動識別するもの
135kHz帯（パッシブ）
医療の安全確認に導入されている先進的な事例あり
出力が強く、医用電気機器への影響が懸念されるものもあるため、 13.56MHz帯（パッシブ）
調達する際には、製造メーカ等に詳細を確認することが必要

トランシーバ•17

無線周波数

最大送信電力（端末）PHS

1.9GHz帯

80mW

第3世代携帯電話（W-CDMA）

800MHz帯/900MHz帯/
1.5GHz帯/1.7GHz帯/2GHz帯

250mW

種類
手続
送信出力
通信距離周波数帯

特定小電力
無線機
不要
10mW
100m ～
300m

簡易無線機
（登録局）
登録制度
～1W、～5W

簡易無線機（免許局）免許制度～5W

1km ～3km

1km ～3km

400MHz帯

350MHz帯

150MHz帯
460MHz帯

MCA無線機
免許制度～2W
中継局を中心に20km～40km
900MHz帯

電波を管理する体制の整備○医療機関の各部門における電波管理担当者の確保
電波利用機器（医療機器・通信機器）を所管する各部門において、電波を管理する担当者を確保。

○電波利用安全管理委員会（仮称）や窓口（電波管理責任者）の設置
電波利用安全管理委員会（仮称）
電波利用に関わる情報の共有
各種事項の検討

各部門の電波管理担当者等が参加

医用電気機器管理部門
電波利用機器管理部門
医療機関出入り関係者管理部門

医療機関で使われる無線通信機器・医用電気機器のEMC評価
電波環境の評価・改善窓口（電波管理責任者）
利用者向けルール、医療従事者向けルールの策定 等期待される役割○医用電気機器、情報機器・各種設備・サービス調達時の連携体制の構築
各部門における調達計画や整備計画等について情報を共有。

○電波環境の管理に関するルールの策定①機器調達時・メンテナンス実施時・トラブル発生時のそれぞれで情報の記録②医用電気機器の電波に対する耐力等や、電波による影響や障害等の発生事例の収集③電波利用機器が医用電気機器に影響を発生させないための注意喚起や対策方法を含む運用規定の策定○電波管理に関するリテラシー向上
電波管理に関する知識を有する従事者の育成、最新の情報の収集、総務省「電波の安全性説明会」の活用。

○関係機関との役割分担と責任の明確化
医用電気機器製造販売業者や携帯電話事業者などの関係機関との協力関係の構築。

18

ご提案・ご相談

個別のトラブルのご相談は受けかねますが、ご提案やご相談などがありましたら、電波環境協議会「医療機関における電波利用推進部会」にご連絡ください。
活動方針の参考にさせていただきたいと考えております。
以下連絡先までご連絡ください。
電波環境協議会事務局（一般社団法人電波産業会内）
ご意見入力フォーム：http://www.emcc-info.net/cp-bin/medicalmail/captmail.cgi「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」及び報告書は以下のホームページからダウンロードができます。
【電波環境協議会】
http://www.emcc-info.net/info/info280404.html

19