Universal IV™
ユニバーサルIVシリーズ：プロモデル/ライトモデル
RF アドミッタンス式／静電容量式連続レベル計測システム
・要求の厳しいアプリケーションに最適であることが実証されたドレキセルブルックのレベル計測ソリュー
ション・液体、スラリー、界面、および粉粒体計測用の最も汎用性の高いレベル技術
・幅広いアプリケーション、フレキシブル素材／硬質素材／接液部材質、プロセス接続方法に対応した
125 種類以上のセンサープローブタイプ
・一般に広く受け入れられているデジタル HART
プロトコル使用の 2 線式 4 ～ 20mA ループ
トランスミッター
・極低温から 537℃までのプロセス温度範囲
・真空から 69.0Mpa までの圧力範囲
ユニバーサル IV シリーズは、レベル計測における・25mm から 244m までの測定スパン、ドレキセルブルックの 50 年の経験が生かされたデッドゾーンや測定不能範囲はありません
第 4世代の RF 連続計測システムです。
・センサープローブ表面の付着物に影響されない
この製品は業界標準のユニバーサル III、実績あるコートシールド技術
ユニバーサルライト、ユニバーサル II、および・蒸気、埃、泡などの影響を受けません
RCT™シリーズと互換性があり、さまざまな・ノズル、はしご、パイプ、攪拌機といったタンク内アプリケーションに適しています。
障害物の影響を受けません
ユニバーサル IV シリーズでは、危険場所での使用に・維持費が安く、メンテナンス不要で摩耗可動部品が関する世界の各種認定、標準ディスプレー／ありません。
キーパッド、オートレンジ機能、最先端技術による安定した高精度計測など、いくつもの改善が施されて ・測定範囲の 0.25% 以内の精度で安定性と再現性に優れた正確な計測が可能です
います。
・絶縁機能とサージ保護機能を組み込むことにより信頼性が向上します。
プロモデル
ユニバーサル IV プロモデルには、ドレキセルブルッ ・調整が簡単で、一度設定すればそのまま使い続けることができます。
クが独自のコートシールド技術を使用して開発した
RF アドミッタンス式技術が採用されています。コー ・PC ベースの無料設定ソフトウェア HRTWIN™により、ループ上の任意の位置や携帯型の HART® コミュニ
トシールド技術はセンサープローブ表面の付着物にケーターから初期設定を行うことができます。
よる影響を無くし、25.4mm から 244m までの・使いやすいプッシュボタン式の標準計測スパンを可能にします。プロモデルは、LCD ディスプレーで設定とモニタリングが可能です
導通性や絶縁性の付着物がセンサープローブ表面に残るような場合、あるいはその付着物層が厚い場合や ・一体型／分離型による設置。トランスミッターはセンサープローブとともに組み込みますが、過酷な薄い場合など、非常に広範なアプリケーションに環境下ではセンサープローブ／容器から離れた位置に利用することができます。
も設置できます・世界の各種認定を取得：FM、FMc、ATEX、IECEx、
ライトモデルCE マークユニバーサル IV ライトモデルは RF 静電容量式計測システムの入門モデルとも言えるもので、コート ・危険場所での使用認定、本質安全防爆、Class I、Div I、および Zone 0 対応の防爆性（Explosion
シールド機能は組み込まれていません。
proof または Flame proof）
ライトモデルは、センサープローブ表面への付着がない導電性の液体や、絶縁性の付着があってもコート ・ユニバーサル III、ユニバーサルライト、RCT などのドレキセルブルック製従来型シリーズとシールドを必要としないようなアプリケーションに完全な互換性があります。
使用することができます。
さらに、ライトモデルは標準で約 6m の計測範囲を ・50 年以上の経験によって蓄積されたドレキセルブルックのアプリケーション知識が最適の備えています。
ソリューションを提供します。

Universal IV™
ユニバーサルIVシリーズ：プロモデルとライトモデル
ドレキセルブルックの大きな強みの 1 つが、アプリケーションに関する豊富な知識と経験です。ドレキセルブルックは単なる製品ではなく、有効に機能するソリューションを提供します。ドレキセルブルックのアプリケーションエンジニアチームは、問題を解決する理想的なソリューションによってユーザーを支援します。ユニバーサル IV は、石油およびガス、化学薬品、石油化学、水および廃水、電力、料飲、医薬品、パルプおよび製紙、鉱業および土木材料、飼料および穀物などを始めとするさまざまな産業分野に利用することができます。以下では、その標準的な例を示します。

標準的なレベルのモニタリングと制御一体型システムと分離型システム
一体型システムでは、タンクに挿入されたセンサープローブに、ディスプレー／キーパッド付きのトランスミッターを直接取り付けます。
通常は、制御室内の DCS/PLC システムによって 2 線式の 4 ～ 20mA出力をモニターします。分離型システムでは、通常、ディスプレー／キーパッド付きエレクトロニックユニットは容器タンク傍に取り付けられ、センサープローブには分離型ケーブルを介して分離型接続されます。
温度や圧力が非常に高い値となる過酷な環境下で使用する場合、あるいは操作性やオペレータの安全を確保する場合は、分離型設置が推奨されます。

アプリケーション例
石油およびガス精製
脱塩器／脱水器および静電分離器
油水分離器は、精製施設において石油品質改善、水分放出、スループット向上などのために広く使用されています。標準的な分離器内は、上部の石油相、底部の水相と堆積物相、その中間の 2 成分エマルジョン相という 4 つの相に分かれています。ユニバーサル IV プロモデル
は、不安定な状態下でも高い精度と信頼性でエマルジョン相内の電気的界面を計測します。ユニバーサル IV を使用すれば、オペレータは電気的界面を静電グリッドから最適な距離に維持することができるので、最大限の効率とスループットが実現されます。

溶融硫黄
硫黄除去は、石油とガスの精製における一般的な工程です。硫黄は、天然ガスや石油から硫黄含有不純物を除去する際に生成される副産物です。溶融硫黄は絶縁性の液体で、硫黄の温度変化に応じてセンサー表面に大量に付着します。付着した硫黄は絶縁性なので、RF アド
ミッタンス式技術や RF 静電容量技術はすぐに使用できなくなってしまいますが、3ターミナル式のコートシールドセンサーを使用すれば、レベル計測システムが付着物や周囲温度の変化に影響されるのを防ぐことができます。

アプリケーション例(続き）
水と廃水
消化槽
消化槽は、一般に廃液と酸素の接触を制限し、液中の微生物によるメタンと二酸化炭素の生成を促進するために廃液処理プラントで使用されます。好気性分解と嫌気性分解を利用して有機物を分解し、体積を減らします。消化槽には、浮き屋根タンクを使用する場合もあります。分解プロセスが進行してバイオガスが生成される際に浮き屋根タンクを利用すれば、スラッジの液面上に生成されるバイオガスを閉じ込めて、その量をモニターすることができます。ユニバーサル IV プロモデルは、このような用途に最適です。フレキシブ
ルワイヤーセンサーを使用すれば、消化槽の液面を計測すると同時に、センサーに付着する大量の泡の影響を受けないようにすることができます。また、浮き屋根にセンサーを取り付けて、消化槽の液面上に蓄積されたバイオガスの量を計測することも可能です。センサープローブモデル 700-0005-018 は、長年にわたってこれらのアプリケーションに使用されてきた実績があります。

調整槽
調整槽には、廃水系、精密濾過システム、逆浸透システムなどからの水や廃水、再生水などが集められます。通常、この水には高濃度のマンガン、鉄、塩素、その他の化学成分が含まれており、それらがセンサープローブ上に厚く堆積します。
ユニバーサル IV プロはこうしたセンサープローブへの堆積物の影響を受けず、強い水流や攪拌にも耐えることができるので、このようなアプリケーションには理想的なソリューションです。

医薬品／バイオテック
純水
純水（脱イオン水）のレベル計測と制御には、計測パラメータとレベル技術に関する知識が必要です。純水の導電率は 1 ～ 10μmho（μS）以上あります。単純な静電容量式レベルシステムでは、純水の正常変動による導電率の「ドリフト」があります。純水の導電率は極めて小さいので、コンダクタンス技術では正確な計測ができません。ドレキセルブルックの RF システムは、電子モジュールの周波数と検出素子を適切に選択することで、「ドリフト」もなく、高い精度、信頼性、再現性で純水の計測を行うことを可能にしています。純水の導電率の変動が性能に影響することはありません。
ドレキセルブルックは、医療、医薬品、バイオテックなどの産業分
野において、この難しい計測を 40 年以上にわたって行い、良好な結果を残してきました。

Universal IV™
ユニバーサルIVシリーズ：プロモデルとライトモデル
仕様
技術
RFアドミッタンス式／静電容量式
電源電圧13～30VDC、2線式ループ電源
出力／デジタルプロトコル
4～20mA、HART
HART®互換
HARTデバイスのリストあり
負荷抵抗
24VDCで最大550Ω
HARTプロトコルでは最小250Ω

周囲温度-40℃～75℃
プロセス温度-106℃～815℃、センサープローブにより異なります
プロセス圧力真空～137.9MPa、センサープローブにより異なります
プロセス接続方法
PT, NPT、BSP、JIS、ANSI、DIN、Grayloc、Tri clamp、Perlick Fitting、その他（ご要望にお応えします）
主要接液部材質
316L、PVDF、TFE、FEP、PFA、ハステロイC、モネル、その他（ご要望にお応えします。
弊社までお問い合わせください）
センサー長25.4mm～244m
センサープローブとプロ/ライトモデルの別により異なります
静電容量式計測範囲
オートレンジ（6範囲）
1～45,000pF（プロモデル）
20～7,000pF（ライトモデル）
コートシールド
プロモデル：付着物の影響を受けません。
100KHzまたは15KHzおよび位相45°ライトモデル：100KHzまたは15KHz、位相整合なし、付着のある絶縁性アプリケーションまたは付着のない導電性アプリケーション専用
一体型構成または分離型構成
分離型構成時のケーブル長は最大30.5m

精度
スパンの0.25%（範囲2～6）
エレクトロニクスの線形性、ヒステリシス、および再現性の影響のみ含みます。
レベル変化への応答時間
公称350mse（c 制動なしの場合）
制動時間は1～90秒に設定可能
電源電圧の影響最大でフルスケールの0.2%
温度の影響
37.7℃の変化につき0.5%
スタートアップ
12秒未満
装備と調整
すべてのモデルが標準LCDディスプレーとキーパッドが付属
HRTWIN™ PCベースソフトウェア
またはサードパーティのモデル275、375、475
ハンドヘルドコミュニケーター
エミッションとサージ保護
EC6100-4.2、3、4、6、8に適合
CISPR11 Group I、Class Bに適合承認
日本国内
CML（耐圧防爆/本質安全防爆）
CML 17JPN2216X
本質安全防爆(IS)
防爆（XP）バリア不要
FM、FMc、ATEX、IECEx
CEマークユニバーサルIVシリーズ：プロモデルとライトモデル
互換性
ドレキセルブルックは、過去50年にわたり、数えきれないほどのRF連続レベルシステムを現場に設置してきました。
既存の設備についても完全なサポートが可能で、新型の製品やスペアパーツにも問題なく移行することが可能です。
ユニバーサルIVシリーズは、ユニバーサルライト、ユニバーサルIII、RCT™などの先行機種との完全な互換性を確保しています。さらに、すべてのセンサープローブ（700-xxxx-xxxモデル）は、ドレキセルブルックの全RF製品と共通です。したがって、ユニバーサルIVシリーズへの移行はシームレスに行うことができ、ユーザーが特に移行を意識する必要はありません。

ユニバーサルIVシステムへの置き換えが可能なユニバーサルIII、ライト、およびRCT™
ユニバーサルIVシステムの共通パーツナンバーの一部と、それらに相当する先行機種の概要を下の表に示します。
新しいユニバーサルIVシリーズ

既存製品
ユニバーサルIII、ライト、およびRCT™

モデル

型番

詳細モデル

型番

プロモデル

UP01010000-xxx*

RFアドミッタンス式、100 KHz、位相０°
1～45,000pFスパン、FM本質安全認定、一体型

ユニバーサル III

509-0075-9xx
409-1000-F09-00

RCT

RCT121F00xx

ユニバーサル III

509-0075-9xx
409-1030-F09-00

RCT

RCT131F00xx

ユニバーサル III

509-0015-9xx
409-1000-F19-00

RCT

N/A

ユニバーサル III

509-0015-9xx
409-1030-F19-00

RCT

N/A
509-0016-9xx
409-1400-F09-0
509-0015-9xx
409-1400-F19-0プロモデル

UP21010000-xxx

RFアドミッタンス式、100 KHz、位相45°
1～45,000pFスパン、FM本質安全認定、一体型

プロモデル

UP11010000-xxx

RFアドミッタンス式、 15 KHz 、位相０ °1～ 45,000pFスパン、 FM本質安全認定、一体型

プロモデル

UP31010000-xxx

RFアドミッタンス式、 15 KHz 、位相 45°
1～ 45,000pFスパン、 FM本質安全認定、一体型

ライトモデルUL01010000-xxx

RF静電容量式、 100 KHz 、位相 0°20～ 7,000pFスパン、 FM本質安全認定、一体型

ユニバーサルライト

ライトモデルUL11010000-xxx

静電容量式、 15 KHz 、位相０ °20～ 7,000pFスパン、 FM本質安全認定、一体型

ユニバーサルライト* XXX = 3桁のセンサープローブモデル番号

既存システム用エレクトロニクスアップグレードキットはタンク内のセンサープローブをそのまま使用してエレクトロニックハウジングをアップグレード
既存のユニバーサルライト、ユニバーサルIII、またはRCTシステムをアップグレードするために、タンクからセンサープローブを取り外す必要はありません。古いハウジングを取り外して、既存のセンサープローブに新しいユニバーサルIVハウジングを取り付けるだけで済みます。
センサープローブのモデル番号が分からなくても問題ありません。ユニバー
サルレトロフィットキットモデル「R00」には、センサープローブへのあらゆる接続方法に必要なすべてのアダプタが含まれています。
レトロフィットキットの発注は、モデル番号Unn1010000-R00を指定して行います。ここで「nn」には、上の表に従い、既存の「409」エレクトロニクスに合わせてP0、P2、P1、P3、L0、L1のいずれかを指定します。

モデル番号（型式選択一覧表）●テクノロジーU

ユニバーサルIV●計測タイプ／周波数と位相P0 :プロモデル：アドミッタンス式、100 KHz、位相０°、1～45,000pFスパン

P3:プロモデル：アドミッタンス式、15 KHz、位相45°、1～45,000pFスパン

P1:プロモデル：アドミッタンス式、15 KHz、位相０°、1～45,000pFスパン

L0 :ライトモデル：静電容量式、100 KHz、位相０°、20～7,000pFスパン

P2:プロモデル：アドミッタンス式、100 KHz、位相45°、1～45,000pFスパン

L1 :ライトモデル：静電容量式、15 KHz、位相０°、20～7,000pFスパン●デジタルプロトコル
1HART®

●予備0

予備

●承認
1:FM/FMc 本質安全

2:FM/FMc XP

3:ATEX ia

4:ATEX d [ia]5:IECEx ia CML(日本) ia

6:IECEx d [ia] CML(日本) d [ia]●電線接続口
0:NPT3/4" 、外部グランド端子なし

1:M20、外部グランド端子付き

2:NPT3/4"、外部グランド端子付き●サージ／ノイズ抑制
0:追加フィルタリング不要

5:信号フィルタリングとセンサープローブHDSP/分離型のみ

1:信号のRFIフィルタリングとサージ保護（一体型または分離型）

6:センサープローブのRFI防止とセンサープローブHDSP/分離型のみ

2:センサープローブのRF防止/分離型のみ

7:信号フィルタリング、センサープローブのRFI防止、

3:信号フィルタリングとセンサープローブのRFI防止/分離型のみ
4:センサープローブHDSP（Heavy Duty Spark Protector）/分離型のみ

およびセンサープローブHDSP/分離型のみ
D:脱塩器フィルタ/分離型のみ●一体型／分離型オプション
0:一体型システム

7:分離型:30.5m 標準ケーブル

E:分離型:3.0m高温ケーブル

M:分離型:7.6m高温複合ケーブル

1:分離型ケーブルなし

8:分離型:3.0m Triax ケーブル

F:分離型:7.6m高温ケーブル

N:分離型:10.7m高温複合ケーブル

2:分離型:3.0m 標準ケーブル

9:分離型:7.6m Triax ケーブル

G:分離型:10.7m高温ケーブル

O:分離型:15.2m高温複合ケーブル

3:分離型:7.6m 標準ケーブル

A:分離型:10.7m Triax ケーブル

H:分離型:15.2m高温ケーブル

P:分離型:22.9m高温複合ケーブル

4:分離型:10.7m 標準ケーブル

B:分離型:15.2m Triax ケーブル

J:分離型:22.9m高温ケーブルQ:分離型:30.5m高温複合ケーブル

5:分離型:15.2m 標準ケーブル

C:分離型:22.9m Triax ケーブル

K:分離型:30.5m高温ケーブル

Z:分離型:カスタムケーブル

6:分離型:22.9m 標準ケーブル

D:分離型:30.5m Triax ケーブル

L:分離型:3.0m高温複合ケーブル●デュアルシールオプション
0:デュアルシールオプションなし

1:デュアルシールオプションあり●センサープローブ子コード###:3桁コード

R00:ユニバーサルレトロフィットキットアップグレード

ZZZ:特殊センサープローブすべてのセンサープローブ用のアダプタが付属

000:分離型システム:センサープローブなし
R09:分離型専用レトロフィットキットアップグレード

R##:レトロフィットキットアップグレード、センサープローブに応じたアダプタが付属●特別ソフトウェア
0:なし

Z:特別ソフトウェア●プロセスグランド接液部（X）
A:炭素鋼

B:316/316L SS

C:Hast C-276

P:PFA

E:モネル

U:チタン X* 特注●プロセス接続（XX）
A0:3/4" NPT

KD:ANSI 4"150# RF SUS316/316L, TFE

B0:1"NPTLB:ANSI 4"300# RF SUS316/316L

BB:ANSI 1”150# RF SUS316/316L

WB:ANSI 6"600# RF SUS316/316L

CB:ANSI 1”300# RF SUS316/316L

2B:ANSI 8"600# RF SUS316/316L

BD:ANSI 1"150# RF SUS316/316L, TFE

10:JIS 10K25ARF SUS316

C2:1.5" Tri clamp

11:JIS 10K40ARF SUS316

E2:2"Tri clamp

12:JIS 10K50ARF SUS316

FB:ANSI 2"150# RF SUS316/316L

13:JIS 10K80ARF SUS316

GB:ANSI 2"300# RF SUS316/316L

14:JIS 10K100ARF SUS316

FD:ANSI 2"150# RF SUS316/316L,TFE

15:JIS 10K25AFF SUS316

FH:ANSI 2"150# RF SUS 316L シールタイト

16:JIS 10K40AFF SUS316

G0:1/2” NPT

17: JIS 10K50AFF SUS316

IB:ANSI 3"150# RF SUS316/316L

18:JIS 10K80AFF SUS316

J2:3"Tri clamp

19:JIS 10K100AFF SUS316

JB:ANSI 3"300# RF SUS316/316L

XX* その他要求に応じ多数のオプションあり（ANSI、DIN、JIS）

KB:ANSI 4"150# RF SUS316/316L●挿入長（mm）
XXXXXX

プロセス接続部から下端までのセンサープローブの長さ（mm）●コートシールドの長さ（mm）
XXXXXX

3ターミナルセンサープローブ用コートシールドの長さ（mm）※2ターミナルセンサープローブには使用できません。
●不感知部長さ（mm）
XXXXXXセンサープローブ不感部長さ（非計測部分）

B:SUS316/316L C:Hast C-276
U10

T:テフロン被覆※このオプションは主に界面計測と脱塩器に使用します。

N:該当なしX* その他要求に応じ多数のオプションありユニバーサルIVシリーズは、最も豊富で広範なセンサープローブを選択できる機種のひとつです。ユニバーサルIVのモデル番号に対し、標準オプションとして選択できるセンサープローブは125種類以上あり、ユーザーの要求に従って特殊なセンサープローブを製作することも可能です。ドレキセルブルックの接着センサープローブ構造が最大限のセンサープローブ品質と信頼性の高い計測を保証します。これらのうち、よく使われるセンサープローブを以下の表に示します。用途に合った最適のセンサープローブを選択するにあたっては、弊社のアプリケーションエンジニアがお手伝いをいたします。
センサープローブモデル

写真

代表的なアプリケーション

構造／接液部材質

最大温度（℃）

最大圧力（MPa）

3桁センサー

700-0001-022

汎用、表面に付着しない導電性液体、低粘度

外径 9.5mm、PTFE被覆

37.8℃
148.9℃

6.89MPa
3.44MPa301

700-0001-026

汎用、表面に付着しない絶縁性液体、低／中粘度

外径 9.5mm PTFE被覆、径42.2mmのコンセントリックシールド

37.8℃
148.9℃

6.89MPa
3.44MPa303

700-0001-344

導電性または絶縁性の腐蝕性液体

外径 9.5mm PFA被覆
SealTyte™ロッド、PFA製
フェースフランジ仕様

37.8℃
176.7℃

6.89MPa
3.44MPa

308

700-0002-024

付着性のない高温の液体、界面、低粘度

外径 19.1mm、PTFE被覆

37.8℃
232.2℃

6.89MPa
3.44MPa

311

700-0002-027

付着が多い導電性の液体や界面の測定

外径 約14mm FEP被覆

37.8℃
148.9℃

6.89MPa
3.44MPa

312

700-0002-037

付着が多い液体、スラリー、界面外径 13.7mm PVDF被覆

37.8℃
121.1℃

6.89MPa
3.44MPa

603

700-0002-057

付着性のある液体、スラリー
界面、高強度と優れた耐摩耗性

外径 21.3mm PVDF被覆

37.8℃
121.1℃

6.89MPa
3.44MPa

606

700-0002-224

静電脱塩器、高温、分離型専用

外径 12.7mm、PTFE被覆

37.8℃
232.2℃

6.89MPa
3.44MPa

612

700-0005-018

フレキシブルワイヤー、付着性のある液体、スラリー、粉粒体、および界面用。
アンカー固定した場合は攪拌を伴う槽にも使用可能

外径 7.9mm PVDF被覆
フレキシブルワイヤー

37.8℃
121.1℃

6.89MPa
3.44MPa

713

700-0005-019

石炭、鉱物類、その他の研磨性を有する
材料用

特殊含浸によるウレタン被覆のフレキシブルワイヤー

65.6℃

0.03MPa716

700-0005-054

付着性のあるアプリケーション用、細径ケーブル

外径2.4mm PFA被覆
フレキシブルワイヤー

148.9℃

3.44MPa

318

700-0005-085

非金属容器用の一体型グランド、付着性のある液体

外径4.7mm FEP
絶縁フレキシブルワイヤー

93.3℃

1.37MPa

719

700-0205-078

絶縁性および導電性の粉粒体

外径7.94mm PVDF被覆
3ターミナルフレキシブルワイヤー、アンカーおよびスラック
アジャスター付き

37.8℃
121.1℃

6.89MPa
3.44MPa

747

700-1202-001

絶縁性の液体、および個体用、汎用、分離型専用

外径9.5mm 316L SS、PEEK被覆

232.2℃

1.37MPa

101

さらに、PT, NPT、BSP、フランジ（ANSI、DIN、JIS）、Tri clamp、Graylocなどを始めとして、アプリケーションに使われている国際規格に応じて広範なプロセス接続方法を選ぶことができます。また、接液部素材も、316LSS、ハステロイ C-276、モネル、アロイ20、PTFE、FEP、PFAグレードのテフロン®、ウレタン、ポリウレタン、PVDF、その他の市販材料を使用することができます。

Universal IV™
ユニバーサルIVシリーズ：プロモデルとライトモデル
一体型システム／寸法（mm）

一体型エレクトロニクス

ケーブル取り付け部（2）NPT3/4”またはM20x1.5

取り付け穴（2）φ8mm

図はねじ接続型です。
フランジ接続型もあります。

センサープローブによって異なります。

挿入長（I.L.）

分離型システム／寸法（mm）

分離型エレクトロニクス

センサープローブ

センサープローブによって異なります。

取り付け穴（2）φ8mm

挿入長（I.L.）
図はねじ接続型です。
フランジ接続型もあります。

ケーブル取り付け部（2）NPT3/4”またはM20x1.5

アメテック ドレキセルブルック総販売店

Website : https://www.ybk.co.jp/

東日本支社
長野オフィス
名古屋支店
四日市営業所
大阪支店
岡山支店
坂出出張所

九州支店
周南オフィスE-mail : yashima_info@ybk.co.jp〒107-8484 東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312〒390-0851 松本市大字島内4603-5島内駅前ﾃﾅﾝﾄ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271〒464-0075 名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMﾋﾞﾙ5 階TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650〒510-0864 四日市市中里町21-3
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ﾋﾞﾙ8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513〒712-8044 倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094〒762-0032 坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ﾋﾞﾙ7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661〒745-0034 周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612【販売代理店】

13489FC_KS