RTCシリーズ

Reference
Temperature
Calibrator
RTC-168▶サニタリーセンサーに対応▶大容量ブロックにより、様々な温度センサーに対応サニタリーセンサーソリューション

最も校正環境の条件を整える事が難しい温度計の校正作業として、サニタリーセンサーがあります。
製薬業界や食品・飲料業界ではこれらのセンサーを正確に校正する為に、比較校正の条件を満たし放熱の影響を抑制する必要があります。しかし、サニタリーセンサーが短く、ヘルールが大きいセンサーでは理想的な校正が困難な場合があります。AMETEK STCではお客様と密接に連携し、RTC-168リファレンス温度キャリブレーターによりその解決策を提供します。これまで2世代のドライブロック/リキッドバス併用型温度キャリブレーターから得たノウハウから、RTC-168リファレンス温度キャリブレーターを開発しました。
業界初の革新的な機能と特許出願中の新しい校正プロセスについて紹介します。
センサーバスケット及びヒートコンベアブロックによる熱均一性と特殊な温度制御により、様々な形状のサニタ
リセンサーに対応できるようになりました。また、これまでより広い温度範囲に対応できるようになりました。
私たちは、サニタリーセンサーの校正ソリューションとしてユーザーが待ち望んだドライブロック/リキッドバ
スどちらのモードでも使用できるポータブルなキャリブレーターとして自信を持ってRTC-168をお勧めします。

主な特長
新しいリキッドキャリブレーションシステム (Item code：L1・L2）

再設計された液媒キャリブレーションシステムと高速化されたマグネットスターラーにより温度均一領域が広くなり、より短いサニタリーセンサーにも対応できるようになりました。

大型ヘルールに対応するスペースを確保

最大直径84mmまでのサニタリーヘルールセンサーの校正が可能となりました。

取り外し可能なリキッドコンテナー(液媒容器) (Item code：L2）

RTC-168では取り外しが可能なリキッドコンテナーが利用できる為、リキッドからドライへの切り替えをより簡単に、より早く、よりクリーンに行う事ができます。液媒の入ったコンテナーを外すだけでドライブロックキャリブレーターに切り替える事ができます。

持ち運びが簡単

リキッドコンテナーには、リリーフバルブを内蔵したねじ込み式の蓋が付いています。輸送
中の温度や標高の変化にも、リリーフバルブが作動し密閉されたシステムから上昇した圧力を解放する事でユーザーを保護します。

特注サニタリーセンサードライブロックインサート(挿入チューブ)

ドライブロックとして校正するユーザーには短いセンサーに対応する特殊なインサートを用意する事が出来ます。また、各モデルへのアダプターも用意できます。

独自のエアフローシステム

業界初の逆噴射方式を採用しました。RTC-168は熱風をキャリブレーターの上部では無く下部から排出します。これによりユーザーのセンサーは排熱の影響から保護されます。

IP68(防塵・防水)準拠の新型リファレンスセンサー

新型リファレンス・センサーSTS-102A-035はRTC-168の温度範囲に適合し、ドライ/リキッド
アプリケーションで使用できます。ドライアプリケーションで使用した後、保護管の使用なしでリキッドアプリケーションに切り替える事ができます。

高速昇温で時間とコストを節約-22℃から155℃までの昇温スピードは、旧型(RTC-158)と比較して2倍以上の速さになりました。

RTC-168サニタリーセンサーキャリブレーション

特許出願中の新たな温度校正技術により、大口径のサニタリーショートセンサーを放熱の影響を抑制した形で校正できるようになりました。
ヒートコンベアブロックを使用する事により、熱の対流を安定させ、縦軸方向の温度均一性を向上させる事ができます。
安定した熱をサニタリヘルール部分に供給する事で、放熱の影響を抑制できます。
長年にわたる温度キャリブレーターの製造から得た知識とユーザーからのフィードバックを融合させ、ヘルール直径84mmまでのサニタリーセンサーを高精度にリキッド校正できる業界唯一のポータブル温度キャリブレーターを作り上げました。

A
A

B

新たに設計された大きな校正面によりRTC-168はヘルール直径84mmまでのサニタリーヘルールセンサーを校正する事ができます。

新しいIP68*等級のケーブルリファレ
ンスセンサー（STS-102-A-035）は、
センサーバスケットの溝を通してサ
ニタリーセンサーヘルールの下に装着されます。(Item code:R26)

C

B

ヒートコンベアブロック(Item code:130237)

C*IP68：塵埃の侵入がない (防塵)継続的に水中に沈めた場合でも機器が影響を受けない(防水)ドライブロック構成でのサニタリーセンサーのキャリブレーション

ドライブロックキャリブレータのスピードとクリーンさを必要とするユーザーには、カスタムインサートによるソリューションを提供します。新開発のリファレンスセンサーSTS-102 A
035の為に用意されたケーブル溝を通してカスタムインサートに設置します。
サニタリーセンサーをインサートの中央にセットすれば、校正の準備は完了です。
サニタリーセンサーの形状によりカスタムインサートを作製する必要がありますが弊社ではオーダーメイドでの対応も承っております。

インサートに設置したSTS-102 A 035センサー

RTC-168の外付けケーブルリファレンスセン
サーとブロック内蔵リファレンスセンサー
はデュアルゾーン技術と”Set Follows True“機能によるメインゾーンから上部ゾーンまでの一貫した温度の発生に貢献します。また、
RTC-168は簡単に持ち運ぶ事ができる為、現場校正での運用に最適です。

外部リファレンスセンサー

内部リファレンスセンサー

サニタリーセンサーとインサート

STS-102 A 035センサーとサニタリーセン
サーをRTC-168キャリブレーターのインサー
トに設置

Set Follows Trueとデュアルゾーン技術により、ドライサニタリーセンサーの校正が可能です。

大型サニタリーセンサーの校正

既存のインサートを活用できる新しいアダプター (Item code:130196)
サニタリーセンサー校正でJOFRA ATC-156またはRTC-156を所有するユーザーにはコスト削減につながるソリューションを提供する事ができます。現在使用している ATC/RTC156インサートをアダプターに装着し、インサートとアダプターの組合せを直接RTC168に装着する事ができます。これにより既存のインサートを再利用する事ができます。

サニタリーセンサーには様々な形や大きさがあり、ヘルール径が大きい場合放熱による影響が懸念されます。RTC-168はJOFRAキャリブレーターの中で最も広い上面開口部によってこの問題を解決します。この拡大された上面開口部により、最大84 mm(従来品より24 mm拡大)のセンサーヘルールまで対応でき、放熱の影響を抑制する事ができます。大きな上面開口部に加えてRTC-168のウェルは直径63.5mmｘ深さ160mmと、他のドライブロックと比べて2倍の容積があります。これにより大型センサーや特殊形状センサーなど、より多くの温度センサーに対応する事ができます。

RTC-168アダプターとRTC-156インサート

RTC-156インサートとRTC-168アダプターの組合せ

ドライブロックとリキッドバスの校正
温度校正を実施する方法としてドライブロックとリキッドバスの2種類があります。
それぞれの校正方法には長所もあれば短所もありますが、RTC-168はドライブロックとリキッドバスの両方に対応しております。
さらに、リキッドコンテナーにより、素早く、安全に、清潔にドライとリキッドの切り替えが行えます。

リキッドコンテナー(Item code:130507)
リキッドバスのメリット▪センサーの種類に応じたインサートが不要▪インサートに入らないセンサーも校正可能▪ガラス、気体/液媒封入センサーの校正が可能▪多様な特殊形状センサーの校正が可能

ドライブロックのメリット▪危険な高温の液媒が不要▪リキッドバスと比較し扱いが容易▪持ち運びが容易▪揮発物の外部排気が不要▪ブロック内のセンサー位置が固定され再現性が高い▪被校正センサーの液媒による汚染がない

リキッドバス/ドライブロック組合せのメリット▪ロング・ショートセンサー・特殊形状・ヘルールなど多様な校正が可能▪ 1台でドライブロックとリキッドバスの2役▪リキッドとドライを素早く切り替えできる柔軟性

ドライブロックからリキッドバスへの切り替えによる従来機種の柔軟性はユーザーから高い評価を得ました。しかし、リキッドからドライへの切り替えには課題もありました。
ユーザーからの意見を参考にして、新しく液媒容器としてリキッドコンテナーをご用意しました。このリキッドコンテナーは液媒を注ぎウェルの中に入れる事ができます。
リキッドでのテストが終わったら、コンテ
ナーをウェルから取り出すだけでドライブ
ロックに戻ります。また、複数の液媒を使用する場合はそれぞれにコンテナーを用意して必要に応じてコンテナーを入れ替える事もできます。より安全で、清潔で、容易なソリューションとしてRTC-168は柔軟性をさらに高めました。

DLC – ダイナミック負荷補償

ドライブロック内の温度をより正確に制御定評のあるアクティブデュアルゾーン技術をさらに高いレベルに引き上げる為、特許取得のDLCシステムを開発しました。この機能により多くのセンサーや非常に大きなセンサーなどによる実際の負荷に影響される事無く、最高の性能を発揮する事が可能になりました。DLCセンサーはRTCキャリブレーターで開発された先進のデュアルゾーン技術を改良し、ウェルだけで無く校正中に被校正センサーが置かれるインサート内部の均質性も制御します。DLCセンサーがインサート内の温度均質性を測定しアクティブデュアル
ゾーンシステムにフィードバックする事でインサート内の温度差を最小にするよう補正します。このようにしてDLC 機能により均質性はインサートのさまざまな負荷の依存をしない為、URAMET/cg-13v.01 ドライブロックの校正および試験に関する世界的なガイ
ドラインに従って校正および試験された場合、RTC は市場で最も性能の高いドライブロックキャリブレーターとなります。DLCシス
テムは、RTCの為に特別に設計された温度差センサーで構成されています。このセンサーはインサートに設置されキャリブレーターに接続されます。DLC機能が有効になると、キャリブレーターは自動的にインサート内の温度均一性を均等化するとともに、通常の温度制御と安定化を行います。なお、サニタリーセンサーの校正では、DLC機能は使用できません。

DLC － ユーザーのメリット
DLCセンサーによる校正には、次のような条件でメリットがあります。
1 複数のセンサーを同時に校正
2 厚みのあるセンサーの校正
3 挿入長による影響の最小化(TSL=Thermo Sensitive Lengthからの独立性)
4 センサーエレメント位置による影響を補正
5 長さ60mmまでのPT100センサーの校正
6 DLCインジケーターによりデュアルゾーンの温度状態を確認
7 DLCセンサーと外部基準センサー作動時のDLC値は0.00℃近辺
8 安定性表示とは別に、DLCが校正値を読み取りのタイミングを表示
9 JOFRA 独自の特許取得済み DLC システムによりラボに迫る性能

RTCキャリブレーターのDLC機能作動時と非作動時の軸方向温度カーブ

高精度温度キャリブレーター
RTCシリーズの数ある特徴の中で、最も信頼されているのが高い精度です。 AMETEK STCは長年にわたる技術革新と特許によりさまざまな温度センサーの校正において、お客様が直面する課題を解決し続けています。

リファレンスセンサー

均一ゾーン
RTCシリーズのキャリブレーターは、センサーの種類や形式を問わず、高精度な温度校正を実現します。革新的なアクティブデュアルゾーンヒー
ター技術により、各ゾーンを個別に制御します。
この制御により、2つの均質な温度ゾーンが生成され、より高精度の校正を実施する事ができます。
下側のゾーンは校正ゾーン全体の最適な熱放散を請負い、上側のゾーンは被検査センサーとオープ
ントップからの熱損失を補正します。

さらに高精度なシステムとしてRTCと接続して校正を自動化す
るリファレンスセンサーを提供します。特許取得済み(ドライブロックで使用した場合)のDLCシステムはデュアルゾーン
ヒーティングをさらに発展させ、被校正センサーのあるインサート内部の均質性を制御します。その結果インサート内のセンサーの形状や本数の影響を最小限にし、高精度の校正を実現可能にします。

DLCに加えSTSリファレンスセンサーは、センサー内部にキャリブレーションデータを内蔵しています。これらのセンサーを使用する事で、キャリブレーションデータの手動入力が不要となり、エラー要因を取り除く事ができます。
特殊な90°アングルセンサーやケーブルタ
イプのセンサーが、様々な形状の温度計校正作業で柔軟に対応する事ができます。

この設計により、液封式やその他の機械式センサーの校正も可能にします。
センサーバスケットはセンサーがスターラーと干渉するのを防ぐと同時に、可能な限り大きな
温度均一ゾーンを形成するのに役立ちます。センサーバスケットは校正ゾーンにおいて軸方向
および放射方向の勾配を実質的にゼロに近づけます。

リキッドバスキット
センサーバスケット

リキッドバスキット 1(Item code：L1）▪センサーバスケット(温度イコライザーチューブ
・ ボトムシールド付き)▪蓋(安全バルブ付き)▪カバー/絶縁プラグ▪攪拌用マグネット(3コ)▪液媒ドレインチューブ▪0.75Lシリコンオイル

リキッドコンテナー

リキッドバスキット 2(Item code：L2）▪リキッドキット1の内容を含む▪リキッドコンテナー

センサーバスケットRTCの主な機能
RTCシリーズは、高精度を実現する為のさまざまな機能と同時に使いやすさにもこだわりました。
シンプルなユーザーインターフェースと役立つ機能はRTCならではの特徴です。

ユーザーインターフェース
RTCはフルカラーディスプレイを搭載し、セットアップの重要な情報を読みやすい大きな文字で表示します。現在の温度情報だけで無く、安定性、負荷補正、リファレンスセンサーのシリア
ル番号、被校正センサーの状態もすぐに確認する事ができます。
また、直感的でわかりやすいメニューにより、追加設定情報を確認する事ができます。
RTC-168の特別なユーザーインターフェースには以下の機能が含まれます。

▶セットアップの保存

同じ機器のセットアップを繰り返し使用する為には、RTCに設定内容を保存し次回からすぐに呼び出す事ができます。

▶ 温度制限▶ インテリジェントリキャリブレーションインフォメーション

ユーザーはセットアップメニューから、機器の最高温度と最低温度を設定する事ができます。
この機能は温度範囲を制限する事により、ユーザーが間違った操作をした場合でもセンサーを保護する事ができます。

▶ Set-Follows-True

パフォーマンス

RTCは、STSまたはDLCセンサーの日付とともに、その校正日を自動的にチェックする機能を備えています。これらの校正期間のいずれかが終了している場合、起動時に警告を表示します。
リファレンスセンサー(True)が目的の設定温度(Set)を満たすまで、RTCの温度を調整する自動機
能です。この機能により校正ゾーンの温度が目的の設定温度と一致するよう制御を行います。
読み取り値を収集するタイミングである事を示す表示がアラートされます。
この機能は特にオートステップモード使用時に便利です。

▶ スイッチテスト

温度スイッチのオープン、クローズ、ヒステリシス（デッドバンド）を自動で検出します。
また、過去20回分のテスト結果を保存します。

▶ オートステップ

ユーザーは、各ステップの保持時間を含め、最大20ステップの温度を設定する事ができます。
スタートボタンを押すと、RTCは設定されたステップを実行します。
オートステップ完了後、RTCのディスプレイで簡単に校正結果を読み取る事ができます。

▶ カスタマイズ可能な安定インジケーター

外部リファレンスセンサーや被校正センサーの安定性基準を設定する事ができます。
RTCは基準が満たされると安定性のチェックマークを表示します。
読み取りを行う際の指標となります。

RTCシリーズには、キャリブレーター全体の使い勝手を向上させる為に設計された性能の高い機能が搭載されています。

▶ 高速温度校正

RTC-158と比較して、昇温速度が175％、冷却速度は15％向上しました。
その結果、効率よく温度計校正作業を実施する事ができます。

▶ MVI-温度安定性を確保

MVIは‘’Mains power Variance Immunity‘’(主電源変動防御)の略です。主電源が不安定な場合(他の製造装置の電源オン/オフによる)、現場での校正精度は下がりますが、RTCシリーズではこのような問題を回避する機能を搭載しています。

▶ 前面入力端子(Bモデル)による被校正センサーの読み取り

RTCシリーズ(Bモデル)は、RTD、TC、トランスミッター、mA、V、サーモスタットなどあらゆる種類の被校正センサーを読み取り、表示する事ができます。

▶ サイレントモード

キャリブレーターを共有スペースで使用する場合、サイレントモードで動作させ、キャリブ
レーターの騒音を低減する事ができます。

アクセサリーとサポート製品
RTC-168 温度キャリブレーターをさらに強化するアクセサリーとサポート製品のラインアップを用意しています。これらの製品は、お客様のアプリケーションの要件に応じて選択する事ができます。校正や輸送を容易にするアイテムから、校正プロセスを変更したり文書化したりする製品まで、様々な状況をサポートするアイテムをご用意しています。

主要なアクセサリー

サポートアイテム
キャスター付き専用キャリングケース

STSセンサー、DLCセンサー、リキッドコンテナー、イン
サート、絶縁プラグ、サポートロッドセット、ツールなどが収納できるコンパートメントを備えています。ポータブ
ルなキャリブレーターに最適なキャスターのついた専用ケースです。

マルチホールインサート

多数のインサートを購入する事無く、ほとんどのセンサー径に対応できるように2種類のマルチホールインサートを用意しました。1つは多くのミリサイズ、もう1つは多くのインチサイズに対応しており、それぞれリファレンスやDLCセンサーの為のスペースも用意されています。

校正ソフトウェア JofraCal

JofraCalは、RTCキャリブレーターに付属する汎用性の高い校正ソフトウェアです。このソフトウェアはRTCと通信し、RTD、熱電対、トランスミッター、サーモス
イッチなどのあらゆる種類の温度センサーを簡単に校正できます。JofraCalは、ユーザーがデータを入力するマ
ニュアルモードと、RTCをワークオーダーによりスタン
ドアロン機器として動作させる自動モードがあります。
このソフトウェアは、完了したすべての校正情報をコン
ピューターに保存し、簡単に検索・印刷する事ができます。詳細な情報および詳細については、JofraCalのウェブサイトをご覧ください。
＊英語バージョンのご提供となります。

Jofra ASMスキャナー

一体型サポートロッド

一体型サポートロッドでは被校正センサーの固定ができます。RTCキャリブレーターのハンドル左右2箇所の固定穴に工具無しで設置する事ができ軽量です。

JOFRA RTCシリーズとASM（Advanced Signal Multi-scanner）
を併用すると、複数の温度センサーを同時に校正できるので時間を大幅に短縮する自動化ソリューションが実現します。ASMシリーズは、PC上のJofraCalソフトウェアで制御される8チャンネルスキャナーです。最大3台のASMを積み重ねて、最大24個のセンサーを同時に校正する事ができます。
2線、3線、4線のRTD、熱電対、トランスミッター、温度ス
イッチ、電圧からの信号を扱う事ができます。

仕様
機能仕様

放射方向均一性(穴間差)

温度範囲

ドライブロック/リキッドバス@周囲温度0℃@周囲温度23℃@周囲温度40℃-30～165℃-30～165℃-17～165℃

リキッドバス(リキッドコンテナー使用)@周囲温度0℃@周囲温度23℃@周囲温度40℃-30～160℃-26～160℃-13～160℃

精度 - STS外部リファレンスセンサー(B/Cモデル)

ドライブロック
リキッドバス
リキッドバス(リキッドコンテナー使用時)±0.045℃±0.045℃±0.045℃

12ヶ月間。参照リファレンスとの相対値。
外部リファレンスセンサーJOFRA STS-200を使用した場合の仕様

精度 – 内部リファレンスセンサー(A/B/Cモデル)

ドライブロック
リキッドバス(ドライブロックと併用する場合)
リキッドバス±0.18℃±0.21℃±0.14℃

安定性

ドライブロック・リキッドバス

安定性インジケーターが15分間点灯した後に30分間測定。

分解能(選択)
全ての温度

温度単位

全ての温度

±0.01℃

1/0.1/0.01/0.001℃・°F ・K@-30℃,ドライブロック@165℃,ドライブロック@-20～165℃,リキッドバス@-30～-20℃,リキッドバス±0.02℃±0.03℃±0.015℃±0.029℃

昇温時間-30 → -23℃
23 → 100℃
100 → 165℃

4分
9分
11分

冷却時間

165 → 100℃
100 → 23℃
23 → 0℃
0 → -15℃-15 → -30℃

安定時間(目安)

12分
22分
13分
17分
42分

ドライブロック
リキッドバス
リキッドバス(リキッドコンテナー使用時)

30分
15分
30分

12ヶ月間。参照リファレンスとの相対値。外付けのリファレン
スセンサーJOFRA STS-200を使用した場合の仕様

挿入深さ

ドライブロック(断熱プラグ含む)
リキッドバス

重量
寸法(LxWxH)

重量および寸法- 出荷梱包
重量
寸法(LxWxH)

すべての入力仕様は、キャリブレーターのドライブロッ
クを各温度(安定表示＋20分)で動作させた場合に適用されます。

RTD外部リファレンス入力(B/Cモデル)

Type
F.S. (Full Scale)
精度(12ヶ月)

RTDタイプPt100リファレンス

4線式測温抵抗体(1)400Ω
±(0.0012%rdg.＋0.0005%F.S.)
温度

12ヶ月

℃

℃

-30

±0.0080±0.00828±0.009165±0.011(1) 誘導される熱電電圧による誤差を排除する為に有効な真値抵抗測定を用いています。

DLCセンサー入力(B/Cモデル)
180mm
150mm

筐体仕様

重量および寸法 - 機器

入力仕様

10.9kg366 x171 x 363 mm
28kg
550 x430 x 660 mm

TC温度差

DLC168

温度

12ヶ月

℃

℃

-30

±0.0110±0.01028±0.010165±0.008

DLC読み値0.00℃において

仕様 (Bモデルのみ)
測温抵抗体入力(RTD)
F.S. (Full Scale)
精度(12ヶ月)
F.S. (Full Scale)
精度(12ヶ月)
2線式

400Ω
±(0.002%rdg.＋0.002%F.S.)
4000Ω
±(0.005%rdg.＋0.005%F.S.)
50mΩ加算

熱電対入力(TC)
Range
F.S. (Full Scale)
精度(12ヶ月)
2線式
TCタイプ

RTDタイプ

Pt100

Pt500

Pt1000±78mV78mV±(0.005%rdg.＋0.005%F.S.)
50mΩ加算
温度

12ヶ月＊

℃

℃

温度

12ヶ月

-50

±0.09

℃

℃

0

±0.06

-30

±0.025

155

±0.06

0

±0.026

320

±0.07

28

±0.026

-50

±0.10

0

±0.08

155

±0.09

320

±0.09

-50

±0.14

155

±0.030250±0.033-30±0.1110±0.11628±0.118155±0.129250±0.131-30±0.0610±0.064

28

E

J

K

0

±0.10

155

±0.11

320

±0.11

-50

±0.15

0

±0.10

155

±0.08

320

±0.08

±0.066

-50

±1.30

155

±0.075

0

±0.78

250

±0.082

155

±0.47

320

±0.40

-50

±0.98

0

±0.78

155

±0.49

320

±0.45

-50

±0.20

以下の抵抗センサーの入力とカーブ：
0-400Ω
P10(90)386/P50(90)385/P100(90)385/P50(90)391/P100(90)391/
P100(90)392/M50(90)428/M100(90)428/H120(90)672Pt-100 MILL
0-4000Ω
P200(90)385/P500(90)385/P1000(90)385/YSI-400

T

R

S

N

U

0

±0.15

155

±0.13

320

±0.13

-50

±0.13

0

±0.10

155

±0.08

320

±0.08

＊基準接点補償確度 ±0.3℃を除く

トランスミッター供給

電圧出力
電流出力

24VDC±10%最大28mA

トランスミッター入力電流Range
精度(12ヶ月)

電圧入力 VDC

Range
精度(12ヶ月)

0～24mA±(0.005%rdg.＋0.010%F.S.)
0～12VDC±(0.005%rdg.＋0.010%F.S.)

接点スイッチ入力

ドライ接点スイッチ
テスト電圧
テスト電流

最大5VDC
最大2.5mA

主電源仕様

電圧
115V(90～127) / 230V (180-254)
周波数(USA仕様以外)
50/60Hz(47～63Hz)
消費電力(最大)
500VA

通信インターフェース
シリアルデータ
シリアルデータLANSD＊将来的な拡張用

その他

操作周囲温度
保管温度
湿度
保護等級

USB2.0デバイスポート
USB2.0ホストダブルポート
イーサネット 10/100Base-T
SDスロット＊0～40℃-20～50℃
0～90%RH
IP10

仕様
インサート

カスタムデザインのサニタリーセンサーインサートを除きすべてのインサートには適合する絶縁プラグが付属しています。

インサート寸法(標準)外径
長さ63.5mm160mm

インサート寸法(サニタリー)

外径
長さ

標準
サニタリー

マルチホール

カスタムインサート(φ63.5mm; L160mm)
インサート

インサートコード＊

RTC-168

M01

130490

シングルホール(被校正センサー＋DLC＋リファレンスセンサー)

加工前インサート(φ63.5mm; L160mm)
機

130494

マルチホール(最大7穴)130495

サニタリーセンサーインサート(φ63.5mm; L173mm)
インチサイズ(in)マルチホールインサート(φ63.5mm; L160mm)
機
インサート
マルチホール

インサートコード＊

RTC-168

加工前

UN1130489

加工前＋DLCUN2

130488UN3130486130493

カスタムインサートには、適合するプラグが付属しています。
注文時にインサートスキム105171をご記入下さい。

インチサイズ器

カタログ No.

マルチホール(最大7穴＋DLC)

インサート

純正以外のインサートを使用すると、キャリブレーターの性能が低下する事があります。キャリブレーターから最高の結果を得る
為にはインサートの寸法、公差、および材質が重要です。JOFRAのインサートは、故障のない動作を保証するものである為必ず純正品をご使用下さい。

＋Ref.1/4"

インサート
ミリサイズ

器

1200g
1300g

合金
特殊アルミ合金

加工前＋DLC＋Ref.4mm

機

63.5mm173mm

穴なしインサート重量(目安)

インサート

ミリサイズ(mm)マルチホールインサート(φ63.5mm; L160mm)

器

加工前＋STS102ケーブル溝

130263

カスタムインサート＋STS102ケーブル溝

130506

ATC/RTC-156サニタリーセンサー
インサート用アダプター

インサートコード＊

RTC-168

M02

130491＊JOFRA純正インサートをご注文の際はインサートコードを使用して下さい。

カタログ No.

RTC-156サニタリーセンサー
加工前インサート
RTC-156サニタリーセンサー
カスタムインサート

130196123824
123868オプション＆アクセサリー
標準付属品

機能比較

A/B/Cモデル▪RTCキャリブレーター本体(ユーザー選定型番)▪電源ケーブル(ユーザー選定型番)▪メーカー校正証明書▪インサート用ツール▪USBメモリー(JOFRACAL +AMETRIM )▪USBケーブル▪断熱プラグ用ラバーコーンセット▪マニュアルBモデルのみ▪テストケーブル(赤ｘ２，黒ｘ２)▪メーカー校正証明書(リファレンスセンサー、DLCセンサー入力)▪メーカー校正証明書(被校正センサー入力)

Aモデル

RTC-Aリファレンス温度キャ
リブレーター

Cモデルのみ▪メーカー校正証明書(リファレンスセンサー、DLCセンサー入力)

アクセサリー

センサー用サポートロッド(２セット)
センサーグリップ固定具
センサーグリップ
安定リレー出力用ミニジャックコネクター
熱電対オスプラグ－タイプJ－黒熱電対オスプラグ－タイプK－黃
熱電対オスプラグ－タイプN－橙
熱電対オスプラグ－タイプT－青
熱電対オスプラグ－タイプR/S－緑
熱電対オスプラグ－タイプCu/Cu－白熱電対オスプラグ－タイプCu/Cu－白ｼﾘｺﾝｵｲﾙ Type 200/5cST, 0.75 L, RTC-168
ｼﾘｺﾝｵｲﾙ Type 200/10cST, 0.75 L, RTC-158/168
ｼﾘｺﾝｵｲﾙ Type 200/50cST, 0.75 L, RTC-250
RTC-168リキッドバスキット
キャスター付きキャリングケース
蓋付きリキッドコンテナー
ヒートコンベアブロック
サニタリーインサート用アダプタ機127277125066125067122771120516120517120514120515120518120519120519130509125033125885130403
127782130507130237130196Bモデル

RTC-Bリファレンス温度キャ
リブレーター
外部リファレンスセンサー
DLCセンサー
被校正センサー入力端子付き

能

Cモデル

RTC-Cリファレンス温度キャ
リブレーター
外部リファレンスセンサー
DLCセンサー入力端子付き

Aモデル

Bモデル

Cモデル

デュアルゾーン制御 (昇温・冷却)

■

■

■

MVI－主電源変動安定設計

■

■

■

安定表示

■

■

■

オートステップ機能

■

■

■

USB通信

■

■

■

表示分解能0.001℃

■

■

■

最高温度プログラム■■■

同期出力(外部記録装置用)

■

■

■

ショートセンサーキャリブレーション■■

外部リファレンスセンサー入力■■

DLCセンサー入力

■

■

■

■

インサート内部負荷補償機能■■

RTD・TC・V・ｍA入力■

4-20ｍAトランスミッター入力(24VDC供給)■

入力信号温度換算表示■

オートスイッチテスト(開、閉、ヒステリシス)■

PC設定の校正ワークオーダーダウンロード■

校正結果のアップロード(受入時、調整後)■“SET” follows “TRUE”(外部リファレンス追従制御)

オーダー情報
ベースモデルナンバー
RTC168

RTC-168シリーズ、-30～165℃

モデル
A
B
C

ベースモデル：入力端子なし
フルモデル：DLCセンサー入力、外部リファレンスセンサー入力、被校正センサー入力
ミドルモデル：DLCセンサー入力、外部リファレンスセンサー入力

電源
115
230

115VAC230VAC

電源ケーブル
A
B
C
D
E
F
G
H
I

ヨーロッパ、230V
日本/アメリカ/カナダ、115V
UK、240V
南アフリカ、220V
イタリア、220V
オーストラリア、240V
デンマーク、230V
スイス、220V
イスラエル、230V

インサートタイプ・サイズ
NON
UNX
MXX
L1
L2

インサートなし
加工前インサートｘ1本(Xに入るコードはインサート選択を参照下さい。)
マルチホールインサートｘ1本(Xに入るコードはインサート選択を参照下さい。)
リキッドタイプキット1－RTC168リキッドキット
リキッドタイプキット2－RTC168リキッドキット＋リキッドコンテナー

DLC : Dynamic Load Compensation(B/Cモデルのみ－オプション）
DLC
DLCセンサー
STS外部リファレンスセンサー(B/Cモデルのみ－オプション）
R26
RTC-168用STS102A-035リファレンスセンサー φ4mm L35mm(STS102A035EH)
R24
RTC-168用STS200リファレンスセンサー φ4mm L201mm(STS200A919EH)
R25
RTC-168用STS200リファレンスセンサー φ1/4"mm L201mm(STS200B919EH)
メーカー校正証明書
F
H
HL
EA
HS
HSL
HSCL
EAS
EASD

ケースほか
CT
SR
TR

RTC168 B 115 B MXX DLC R26 EA CT

一般校正
ISO17025
ISO17025－リキッド
EURAMET－ISO17025
システムキャリブレーション－ISO17025(B/Cモデルのみ)
システムキャリブレーション－ISO17025(B/Cモデルのみ)－リキッド
システムキャリブレーション－ISO17025(B/Cモデルのみ)－リキッド・リキッドコンテナー使用
システムキャリブレーション－EURAMET－ISO17025(B/Cモデルのみ)
システムキャリブレーション－EURAMET－ISO17025(B/Cモデルのみ)－DLCセンサー使用
キャリー付きキャリングケース
サポートロッドセット
キャリー付きキャリングケース＋サポートロッドセット

リキッドバスキット
Item code：L1

Item code：L2

STS外部リファレンスセンサー

Item code：R26 (STS-102)

Item code：R24 or R25 (STS-200)当社は、ILAC-MRA対応のJCSS登録事業者です。
JCSS0300は、当社校正室(岡山キャリブレーションセンター)の登録認定番号です。

岡山キャリブレーションセンター

アメテック・デンマークA/S
日本総販売店

https://www.ybk.co.jp

東日本支社〒107-8484

長野オフィス 〒390-0851
名古屋支店〒464-0075

四日市営業所 〒510-0864
大阪支店〒534-0025

岡山支店〒712-8044

坂出出張所〒762-0032

九州支店〒806-0036

周南オフィス 〒745-0034

東京都港区赤坂3-9-1
TEL.03-3588-6371 FAX. 03-3588-6312
松本市大字島内4603-5島内駅前ﾃﾅﾝﾄ2階
TEL.0263-40-5270 FAX. 0263-40-5271
名古屋市千種区内山3-29-10朝日生命千種AMﾋﾞﾙ5 階TEL.052-732-1611 FAX.052-732-1650
四日市市大井の川町2-1-4
TEL. 059-347-1371 FAX.059-345-2250
大阪市都島区片町2-2-48 JEI京橋ﾋﾞﾙ8階
TEL. 06-7166-0512 FAX. 06-7166-0513
倉敷市東塚6-7-31
TEL.086-455-7010 FAX.086-455-7094
坂出市駒止町1-1-11JA香川県坂出市支店ﾋﾞﾙ3階
TEL.0877-46-8816 FAX.0877-46-5573
北九州市八幡西区黒崎3-9-18 ECS第25ビル7階
TEL.093-644-2660 FAX.093-644-2661
周南市御幸通1-5 徳山御幸通ビル6階
TEL.0834-33-2611 FAX. 0834-33-2612

EN ISO / IEC 17025

ラボラトリー認定

AMETEKセンサー、テスト＆キャリブレーションには2ヶ所のEN ISO/IEC 17025認定試験所があり、国際規格に従って認定証明書を発行します。
この認定試験所は、最も正確なドキュメントを顧客に対し保証し信頼しうる指標です。

315DB_TY_XXXX