OR AL SURGERYORAL SURGERY

SYNERGY IN IMPLANTOLOGY
Surgic Pro2 × VarioSurg 3 が生み出すシナジー効果
口 腔 外 科 用 マイクロモ ー ター システム“Su rg i c Pro2”と、超 音 波 ボーン サ ー ジェリー システム

“ Va r i o Su rg 3” の 2 つのシステムを、ワイヤレス接 続により、1 台のフットコントロールで操 作可能です。それぞれのシステムを共 通のインターフェイスでコントロールし 、そのシナジー効果で多様な術式に対応。インプラント治療の効率が上がります。また 、クリニック環境の煩雑化を避け、よりスマートな診 療を実 現。すでにどちらか 1 台を所有している場 合も 、設 備の拡 張 が簡単に行えます。一体型と比べ 、コストの面でも導入しやすくなっています。

2 つのシステムを簡単にシームレスにつなげる「 Bluetooth ® 接続 」
コンパクトなリンクモジュールを使 用することで Va r i o Su rg 3との Blu eto oth ® 接続が可能になります。また、専用リンクスタ
ンド 2 を使 用する事で最小限のスペースで 2 つのシステムを設置する事ができます。

1 つのフットコントロールで 2 つのデバイスを制御
Su rgi c Pro2 と Va r i o Su rg 3 を Blu eto oth ® 接続することで、2 つのユニット操 作 を 1 つのフットコントロールで操 作 することが可 能 になります。設 定も操 作も簡 単に切り替えが可 能で、ス
ムーズな作業と院内スペースの効率化にも寄与します。
ORAL SURGERY

視認性と操作性に優れた大型液晶パネル
ディスプレイの調光を 10 段階で調整可能な大型のバックライト
付き LCD パネルにより、視認性が向上しました。

＊当機能を使用するには、Surgic Pro2 他、弊社指定の口腔外科用マイクロモータ−システム（別売品）とリンクセット（別売品）が必要です。

167

ORAL SURGERY

GO BEYOND
従来より高く評価されている口腔外科用マイクロモーターシステム「 Su rgi c Pro 」
は、
動 作 性 、安 全 性 、ワイヤレスによるネットワークの 拡張 性を兼ね備え 、「 S u r g i c P r o 2 」へ進化しました。Surgic Pro の基本性能を向上させるだけでなく、さまざまなデバイスとの接続により、術者の操作性と安全性が向上し 、効率の良い施術をサポートします。

3 つの進化ポイント
OPERABILITY

SAFETYWIRELESSEXTENSIBILITYOPERABILITY
術者のニーズを最優先し Su rgi c Pro の操作性をさらにアップグレード。

ORAL SURGERY

操作性の向上とコンパクトで新しいモーター
ナカニシ独自のマイクロモーター技術により、従来と比べ 、モーターのサイズと重量を大幅に削減しました。モーターが小さくなり、重心がよりハンドピースのヘッドに近くなったことで、ハンドリ
ングがしやすくなり、治療時の操作性が大幅に向上しました。
61.5 ㎜
長さ 20.4 mm 小型化

110 g※2※1

Surgic Pro2

重心
重さ 11 g 軽量化

81.9 ㎜※1

121 g※2
Surgic Pro※ 1 従来品と比べ※ 2 モーターコードを除く

169

ORAL SURGERY

約2 mm

ミニヘッドで様々なサージカルガイドに対応可能な標準セットのハンドピース

施術で要求される正確なトルク値を維持する AHC（ Advanced Handpiece Calibration ）機能

標準セットのハンドピースは従来品よりヘッドサイズがと、ISQ 測定器「 Osseo 10 0＋」を組み合わせることで、インプラント治療をより安全に進めるこ

約 2m m 小さくなりました *。 これにより、ドリリングとが可能になります。

時のサージカルガイドにも十分対応可能です。
また 、術 者の視 野 が大きく確 保でき、口 腔 内 へのアクセス性も大きく向上。さらに 、患者の開口 時 の負担を

SAFETY

X-SG20L

X-SG20ML

大 きく軽 減 することが可 能 となり、快 適 な施 術 をサ
ポートします。
口 腔 外 科 用 マ イ ク ロ モ ータ ーシ ス テ ム* 標準セットハンドピース ライト付：X-SG20ML ライト無：SG20M

視認性と操作性に優れた大型液晶パネル
ディスプレイに調光を10 段階で調整可能な大型のバッ
クライト付き LCD パネルを採 用することで、視認性が向上しました。 また 、直 感的でわかりやすいアイコン
により、スムーズな操作が可能です。高感度タッチパネ
ルにより、手術用のグローブを使用しているときでもス

正確なトルク補正による、安全な治療をサポート

トレスなく操作できます。

ナカニシ独自のハンドピースキャリブレーション機能（ AHC：Advanced Handpiece Calibration ）により、施 術で要求される正確なトルク値を出力します。使 用するハンドピースのベアリングやギア摩 耗 状 況により、実 際に出力されるトルク値と設 定したトルク値の間にズレが生じます。このA HC 機能はこのズレを補正し 、正しいトルク値を維持します。

高演色 L ED を使用することで、治療中の血液や歯肉の80
補正後

高演色 LED新 設 計 のイリゲーションポンプは 、静かで安定した注水を実現します。イリゲーションチューブのセットアップ
もシンプルで簡単に行えます。

170

従来品の LED

実際のトルク値［N・cm］

視認性が向上します。

静かでスムーズな新設計のイリゲーションポンプ

ORAL SURGERY

視認性が向上した高演色 LED

補正前

60

40

20

0

20

40

60

80

設定トルク値［N・cm］

171

ORAL SURGERYWIRELESS EXTENSIBILITY

超音波ボーンサージェリーシステム「 VarioSurg 3 」とのリンク

様々なデバイスとのワイヤレス接続により、インプラント治療の数値データの管理ができ、シームレ

Su rgi c Pro2 は 、リンクモジュールを使用することで、ナカニシの超音波ボーンサージェリーシス

スで効率的な治療をトータルサポートします。

テム「 Va r i o Su rg 3 」と簡単に Blu eto oth ® リンクすることができます。それにより、2 つのユニット操作を 1 つのフットコントロールで操作することが可能になります。
簡単な操作で 2 つのシステムを切り替えることができ、スムーズに作業を行うことが可能です。

VarioSurg 3
超音波ボーンサージェリー

ワイヤレスフットコントロールシステム
口 腔 外 科 用 マ イ ク ロ モ ータ ーシ ス テ ム

iPadとのリンク
Surgic Pro2

iPad に専用アプリケーションをインストールし 、Surgic Pro2 と接続することで、回転速度やトル
ク値などの詳細なデータをリアルタイムで表示し 、そのデータを保存することもできます。
また 、Surgic Pro2 を介し 、Osseo 10 0+ に接続すると、ISQ 値のデータを保存することも可能になります。

Osseo 100 ＋iPad

ISQ 測定器

ISQ 値測定器 Osseo 100 ＋とのリンクを立てることができます。また 、B l u eto oth ® を使 用することで Su rgi c Pro2 と接 続することが可能です。さらに Su rg i c Pro2 を介して iPad と接 続することで、測定された ISQ 値を、iPad に表示しデータの共有や管理 、保管することが可能です。測定するインプラント体を iPad 上で選択
し 、それぞれ測定することにより、部位毎に分けて測定データを管理することが可能です。

ワイヤレスフットコントロールとのリンク
ORAL SURGERYISQ 測定器「 Os s e o 10 0+ 」は 、ISQ 値を簡単な手順で測定でき、インプラント荷重時期の計画

B l u eto oth ® 接 続により、ケーブルの長さを気にせずに最 適な位置を選択できます。 フットコン
トロールは前モデルより軽量化され 、位置変更が容易。IPX8 の耐水性もあり、術者は治療に専念することができます。フットコントロールの上部にある 3 つの選択ボタンは術者の用途に合わせてカスタマイズ * できる仕様となっています。電池残量が少なくなると、コントロールユニットの液晶
パネルのフットコントロール表示箇所が点滅してお知らせします。
* 出荷時は「注水量選択ボタン」、「プログラム選択ボタン」、「回転方向選択ボタン」の設定となっております。

「プログラム選択ボタン」「注水量選択ボタン」「回転方向選択ボタン」※歯別に計測する際は iPad 上で選択し、それぞれ計測することで、歯毎のデータ管理が可能です。

172

スピードコントロールペダル※出荷時は「注水量選択ボタン」、「プログラム選択ボタン」、「回転方向選択ボタン」の設定となっております。

173

ORAL SURGERY

オプション
標準セット

リンクツール（ Surgic Pro2 × VarioSurg 3 ）コンパクトなリンクモジュールを使用することで VarioSurg 3 との Bluetooth® 接続が可能になります。
また、リンクスタンド 2 を使用する事で最小限のスペースで 2 つのシステムを設置する事ができます。

口 腔 外 科 用 マ イ ク ロ モ ータ ーシ ス テ ム

製品名

製品番号

標準価格

製品名

製品番号

標準価格

リンクモジュール

Z1402001￥22,000

リンクスタンド 2

Z1452001￥16,200

・リンクボックス ・・リンクケーブル

キャリングケース
移動に便利なキャリングケースは 、Surgic Pro2 と周辺機器を収納できる専用設計。
製品名

製品番号

標準価格

Carrying Case
(Surgic Pro2)

Y1500395￥63,000

・寸法：W 534 × D 427 × H 207 mm

Surgic Pro2 標準セット

●

製品名

製品番号

標準価格

Surgic Pro2 Y1500356 ￥754,000
OPT

ライト

―

製品名

製品番号

ORAL SURGERY

ライト

標準価格

Surgic Pro2 Y1500357 ￥592,000
NON - OPT

iCART- L
製品本体と付属品を安全に設置できる移動式カート。

セット内容
・コントロールユニット
・SGL80M ライト付マイクロモーター
・ワイヤレスフットコントロール
・X-SG20ML ライト付ハンドピース（ 20：1 減速 ）・イリゲーションチューブ（ 3 本入）他付属品

セット内容
・コントロールユニット
・SG80M ライト無しマイクロモーター
・ワイヤレスフットコントロール
・SG20M ハンドピース（ 20：1 減速 ）・イリゲーションチューブ（ 3 本入）他付属品

仕様
コントロールユニット（ AHC 機能付）
・電源：AC 100-240 V 50 / 60 Hz ・・注水ポンプ最大出力量：75 mL / min ・プログラム数：8 プログラム
・寸法：W 245 × D 235 × H 90 mm ・・重量 ： 2.1 kg ・・トルク ： 5-80 Ncm
マイクロモーター
・回転速度：200-40,000 min -1 ・・ライト：高演色 LED（ライト付きモーター） ・・重量 ： 0.2 kg（ モータコード含む）
ワイヤレスフットコントロール
・電源：単四電池 3 本 ・・寸法：W 260 x D 185 x H 65 mm ・・重量 ： 1.1 kg（ ハンガー含む）

174

製品名

製品番号

標準価格

iCart- LZ299￥52,500・外形寸法：W 360 × D 420 × H 800 mm ・・重量：10 kg

Surgic Pro2
プロモーション動画

175

ORAL SURGERY

新設計ミニヘッド：操作性が大幅に向上したインプラント用コントラアングル

Ti - Max X - SG20ML

高トルク対応 分解式コントラ 80 Ncm

イ ン プ ラ ン ト 用 ハ ン ド ピ ース

・最高回転速度：2,000 min -1
・ミニヘッド・チタン製ボディー & DUR AGRIP
・グラスロッドライト
・プッシュボタン式チャック・ダブル注水（センター ※ 、外部）・ダブルシーリングシステム
・最大トルク：80 Ncm※センター注水ノズルは別売です。

ダブルシーリングシステム

簡単に分解・洗浄ナカニシ独自のダブルシーリングシステムは 、ヘッド内 部 への異 物 の混 入を上 下 2 方 向 からブロック。血 液 や蛋 白 などの ヘッド内 部 へ の流入を防ぎ、耐久性を飛躍的に向上させます。

X-DSG20 シリーズは本体をワンタッチで簡単に約2 mm

分解でき、内部に固着した血液や蛋白を徹底的に洗浄する事ができます。また 、ナカニシ独自のピンロック機能が術中の誤分解を防ぎます。

ギア比

ライト

減速 20：1

X-SG20L

製品名

製品番号

標準価格

X- SG20ML

CA13030001￥155,500

ライト

製品名

製品番号

標準価格

―

SG20M

CA13020001￥131,500●

X-SG20ML

従 来 品 よりもヘッド の高 さを２mm
小型化しました。臼歯部など施 術が困 難 な部 位 においても 、ス ムーズ にアプローチできます。

Ti - Max X - DSG20L

S - Max SG20M

分解式

ORAL SURGERY

・最高回転速度：2,000 min -1
・ミニヘッド・ステンレス製ボディー
・プッシュボタン式チャック・ダブル注水（センター ※ 、外部）・ダブルシーリングシステム
・最大トルク：80 Ncm

・最高回転速度：2,000 min -1※センター注水ノズルは別売です。

・チタン製ボディー & DUR ACOAT・グラスロッドライト

約2 mm

・プッシュボタン式チャック・ダブル注水（センター、外部）・ダブルシーリングシステム
・最大トルク：80 Ncm

ギア比

減速 20：1

176

ライト

製品名

製品番号

標準価格

●

X- DSG20L

C1068￥172,500―

X- DSG20

C1067￥148,500

80 Ncm 高トルク対応

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

SG20

SG20M

従 来 品 よりもヘッド の高 さを２mm
小型化しました。臼歯部など施 術が困 難 な部 位 においても 、ス ムーズ にアプローチできます。

ギア比

減速 20：1

80 Ncm 高トルク対応

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

177

ORAL SURGERY

Ti - Max X - SG65L

Ti - Max X - SG93L

イ ン プ ラ ン ト 用 ハ ン ド ピ ース

・最高回転速度：120,000 min -1
・チタン製ボディー & DUR AGRIP

ギア比

・グラスロッドライト（ X-SG93L ）・クリーンヘッドシステム
・プッシュボタン式チャック

増速 1：3・ 3 点注水スプレー ・
・外部注水

ライト

製品名

●

X- SG93L―

X- SG93

製品番号

標準価格

ストレートハンドピース

ギア比

ライト

製品名

製品番号

標準価格

●

X- SG65L

H1009￥134,500―

X- SG65

H1038￥100,000

製品名

製品番号

標準価格

●

Z- SG45L

C1107￥151,500―

Z- SG45

C1108￥115,500

・最高回転速度：40,000 min -1

C1004
C1007

￥149,500

・チタン製ボディー & DUR AGRIP￥113,500

・クリーンヘッドシステム ・・外部注水

・グラスロッドライト（ X-SG65L ）等速 1：1・ハンドピースバー用（ ø2.35 ）・FG バー用（ ø1.6 ）Ti - Max Z - SG45L

Ti - Max X - SG25L

ORAL SURGERY

・最高回転速度：40,000 min -1
・チタン製ボディー & DUR AGRIP
・グラスロッドライト
・プッシュボタン式チャック

ギア比

等速 1：1

ライト

●

製品名

X- SG25L

製品番号

C1011

標準価格

￥134,500

・最高回転速度：120,000 min -1
・チタン製ボディー & DUR AGRIP

ギア比・アンチヒーティングシステム
・セラミックボールベアリング

・クリーンヘッドシステム ・・外部注水

・グラスロッドライト（ Z-SG45L ）・コントラバー用（ ø2.35 ）・クリーンヘッドシステム

増速 1：3

ライト・プッシュボタン式チャック
・ 3 点外部注水スプレー
・FG バー用（ ø1.6 / 20-25 mm ）178

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

179

ORAL SURGERY

SGM - ER20i

イ ン プ ラ ン ト 用 ハ ン ド ピ ース

ラッチ式超ミニヘッド

ギア比

製品名

製品番号

標準価格

減速 20：1

SGM - ER20i

Y110127￥106,000

・最高許容回転速度：1,000 min -1

SGMS - ER20i
着脱が簡単な調整幅 8 mmと12 mm の 2 種類のストッパー。

ORAL SURGERY

ラッチ式超ミニヘッド（ストッパー付）
・最高許容回転速度：1,000 min

-1

ギア比

製品名

製品番号

標準価格

減速 20：1

SGMS - ER20i

Y110147￥117,000

・最高許容回転速度以降の表記は、ヘッド（バー）が示す速度を表わしています。

180

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

181

ORAL SURGERY

下顎枝からの自家骨採取（ Micro Surgery Handpieces / Micro Saw Handpieces ）ストレートハンドピース
マ イ ク ロ サ ージ ェ リ ーハ ン ド ピ ース

・最高回転速度：40,000 min -1
・リング式チャック

ギア比

製品名

製品番号

標準価格

等速 1：1

SGS - ES

H264

￥96,000・サージカルバー用（ ø2.35 ）

（ 20°
アング
1 マイクロサージェリーハンドピース

ル / SGA- ES）を使用した骨採取部位の明示。

ボーンサージェリー用バー※を装着し 、採取骨の外形を点で形成。この時、骨に熱 傷を与えないように注意が必要。
※ナカニシでは取り扱いしておりません。

ストレートハンドピース
・最高回転速度：80,000 min -1
・リング式チャックを使用し2 マイクロソー レシプロ（ SGR2 - E ）
ギア比

製品名

製品番号

標準価格

た下顎枝前縁部の骨切り。

増速 1：2

SGS - E2S

H266

￥117,000

前後動を利用し骨溝を形成していく。ブレードが薄いので骨損失が非常に少ない。
（刃厚 0.35 ｍｍ）

・サージカルバー用（ ø2.35 ）を使用し3 マイクロソー レシプロ（ SGR2 - E ）た下顎枝外側部の骨切り。
20 °アングルハンドピース
・最高回転速度：40,000 min -1

製品名

製品番号

標準価格

等速 1：1

SGA - ES

H263

￥131,500

頬側部の深い位置まで容易に骨切りが可能。

ORAL SURGERY

・リング式チャックギア比・サージカルバー用（ ø2.35 ）（ SGO2- E ）を使 用し4 マイクロソー オシレート
た下顎枝外側下縁部の骨切り。

20 °アングルハンドピース
・最高回転速度：80,000 min -1
・リング式チャック

ブロックの底部を注意深く分離する。90°アングルなので頬粘膜を損傷することなく容易に分離すること
ギア比

製品名

製品番号

標準価格

増速 1：2

SGA - E2S

H265

￥153,000ができる。

・サージカルバー用（ ø2.35 ）・最高回転速度以降の表記は、ヘッド（バー）が示す速度を表わしています。

資料提供：横浜口腔インプラントセンター・木津歯科 センター長
東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座 臨床講師 木津康博 先生

182

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

183

ORAL SURGERY

SGR - E レシプロ用ブレード
30

製品名

製品

SGR -1 20

製品番号

標準価格

・刃厚 0.35 mm
・1ケース10 枚入

Y900072￥17,000

・刃厚 0.35 mm
・1ケース10 枚入

Y900073￥18,000

10・刃厚 0.35 mm
・1ケース10 枚入

Y900074￥19,000

製品番号

標準価格

H174034￥2,700H174044￥2,700H174031￥2,700H174041￥2,700H174032￥3,000H174042￥3,000

製品番号

標準価格

・刃厚 0.35 mm
・1ケース10 枚入

Y900075￥17,000

・刃厚 0.35 mm
・1ケース10 枚入

Y900076￥18,000

10

レシプロ
SGR30-2
20

SGR - 3標準価格

減速 3.2：1

SGR2 - E

SH162￥184,000

20

SGO - E オシレート用ブレード
製品名

SGO -1

SGO2 - E

SH164￥236,500

SGO - 4

SGO - 5

SGO - 6

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

9.2
9.2
9.2
9.2
9.2

9.2
9.2
9.2
9.2
9.2

30.1
30.1
30.1
30.1 30.1
30.1
30.1
30.1
30.1

6
6
6
6

45.1
45.1
45.1
45.1 45.1
45.1
45.1
45.1
45.1

6
6
6
6

30.1
30.1
30.1
30.1 30.1
30.1
30.1
30.1
30.1

6.5

45.1
45.1
45.1
45.1 45.1
45.1
45.1
45.1
45.1

6.5
6.5
6.5

30.1
30.1
30.1
30.1 30.1
30.1
30.1
30.1
30.1

6.5

9.2
9.2
9.2
9.2

9.2
9.2
9.2

45.1
45.1
45.1
45.1 45.1
45.1
45.1
45.1
45.1

9.2

ギア比

製品名

製品番号

標準価格

減速 3.2：1

SGT2 - E

SH163￥218,400

製品名

・刃厚 0.3 mm
・1 枚入

・刃厚 0.3 mm
・1 枚入

・刃厚 0.35 mm
・1 枚入

・刃厚 0.35 mm
・1 枚入

25

製品

SGT-1
6

・外部注水ノズル付・刃厚 0.3 mm
・1 枚入

6.5
6.5
6.5

SGT- E サジタル用ブレード
・ 3 °左右動・刃厚 0.3 mm
・1 枚入

ORAL SURGERY

サジタル

10.510.5
10.5
10.5
10.5

10.5
10.510.5
10.5
10.5

標準価格

15.515.5
15.5
15.5
15.5

製品番号

15.515.5
15.5
15.5
15.5

減速 3.3：1

製品名

15.5
15.515.5
15.5
15.5

ギア比

15.515.5
15.5
15.5
15.5

・外部注水ノズル付

6
66
6
6

15.5
15.515.5
15.5
15.5

SGO -2

SGO - 3・ 17 °左右動

6
66
6
6

オシレート

10

製品

10

製品番号

10.510.5
10.5
10.5
10.5

製品名

10.5
10.510.5
10.5
10.5

ギア比

15.515.5
15.5
15.5
15.5

・外部注水ノズル付

15.5
15.515.5
15.5
15.5

・ 1.8 mm 前後動15.5
15.515.5
15.5
15.5

25

10

SGT-2
※各種ブレードは別売りです。

25

6

マ イ ク ロ ソ ーハ ン ド ピ ース

30

184

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

25

185

ORAL SURGERY

広い術野がもたらすスピーディーでハイクオリティの施術
両手による操 作が求められる従 来 のハンドトルクレンチでは 、術 野
確保のための頬粘膜排除などの作業が困難でした。iSD9 0 0 では 、片手で操作が可能なため 、広い術野が確保でき、スピーディーで質の高い施術が可能です。

写真提供：ウエマツ歯科医院

施術の安全性を高める TCS （トルクキャリブレーションシステム）
コ ード レ ス イ ン プ ラ ン ト ド ラ イ バ ー

iSD900 独自の TCS（ トルクキャリブレーションシステム ）により、正確なトルク値による施術が可能です。術式に合わせた正確なトルクコ

施 術スピードの向上とントロールは、安全な施術に貢献します。

正確なトルク
幅広い術式に対応するトルクレンジと 3 つの回転速度

10 Ncm から 40 Ncm までの幅広いトルクレンジを実現。術式に合わせて1 Ncm 、もしくは5 Ncm 単位でトルク値の調整・設定が可能です。
また、回転速度は術式に合わせて 3 段階
（ 15, 20, 25 min -1 ）に設定でき、操作も非常にシンプルです。

iSD900 標準セット
製品番号

標準価格

iSD900 標準セット

Y1001356￥156,500

ORAL SURGERY

製品名

セット内容
・iSD900 モーターハンドピース ・iSD-HP コントラアングルヘッド
・iSD900 用充電器 ・ACコード ・・トルクキャリブレーター
・キャリブレーションバー ・ON / OFF スイッチレバー
・F タイプスプレーノズル ・・モーターキャップ仕様
・重量：148 g（iSD900 モーターハンドピース＋ iSD-HPコントラアングルヘッド）
・トルク：10-40 Ncm（1 Ncm 毎 / 5 Ncm 毎）・回転速度：15, 20, 25 min -1 ・・充電時間：1.5 時間
・連続使用時間：1.2 時間※電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

186

187

ORAL SURGERY

Trinity
超音波の性能を決める三位一 体の優れたバランス
超音波サージェリーの切削効率や切れ味は 、ワット数だけでは決まりません。重要なのはコントロール
ユニットの周波数コントロールと、ハンドピースの振動特性、そしてハイパワーに対応したチップ刃先の、「力率」と言われる三位一体のバランスです。“VarioSurg 3” ではこの３大要素のマッチングを最適化することで、より優れた超音波性能を引き出しました。

安定したパワーバランスで、より効率的な施術を実現
従来比 50% のパワーアップ（ Su rg モード）を実現した最大出力は常に正確に制御され 、切れ味の良い VarioSurg チップとの相乗効果により、効率的な施術とチェアータイムの短縮をサポートします。

VarioSurg
最大パワー 従来比 50%アップ

VarioSurg3「フィードバック＆オートチューニング機能 」
で常に安定した切削
フィードバック機能

オートチューニング機能術部の状況による負荷を自動的に感知することで適正なパワーをチップに供給。常に安定したパワーにより施術の効率を高めます。

設定した出力値を常にチップの先端で発揮するために発振周波数を自動的にコントロール。設定した出力をチップ先端で再現し 、連続使用においても理想的な振動状態を維持します。

189

ORAL SURGERY※各チップの指定されたパワー以内でお使いください。

ORAL SURGERY

VarioSurg 3 コントロールユニット

VarioSurg 3 ハンドピース

さらに進化したバーストモード

スーパースリムなハンドピース

施術中でも切り替え可能なバーストモードは 、一定の振動に対“スーパースリムデザイン ” の LED ハンドピースは 、高いアクセス性と視認性を実現。人間工学に基づく

して周期 的に小さな振 動を与えることで、振 動に変 化を加え適正なバランスにより、術者の意思を忠実に反映し 、正確な施術をバックアップ。手指への負担を硬い皮質骨を切削する際に適した「 ハンマー効果 」を生み出し最大限に軽減するデザインで、長時間の施術においても術者に負担を感じさせません。

超 音 波 ボ ーン サ ージ ェ リ ーます。3 段階のバースト設定により、術式や骨の密度や硬さに応じたパワー選択ができます。

光量調整機能付きライト
術者の好みや施術環境により、シンプルなボタン操作で LED
ライト

ハンドピースの光量を 3 段階に調整することができます。

●

HIGH

LOW

OFF

製品名

製品番号

標準価格

VS3 - LED - HPSC

E1133

￥281,000・2 m コード付

切れ味を追求した骨切削用 TiN コーティングチップ

3 つのモード切替（骨切り用、骨切除・骨整形用、抜歯用）

3 つのモード切替が可能（ PERIO, ENDO, SURG ）。骨切り

チップの刃先を目立て処理することで切削力を高め鋭い切れ味を実現。

から術後のメンテナンスまで、幅広い用途に使用できます。

先端の目詰まりも軽減します。

選択可能な注水量
チップを効果的に冷却する最大 75 mL / min の豊富な注水量を、チップの種類や口腔内の状況に合わせて 5 段階に選択可能。効果的な注水はチップ先端の発熱を抑え、骨細胞の熱的損傷等のリスクハンドピース内の振 動 子 の素 材 、また振 動 子との結 合 部 の連 結 方法にこだわり、ユニットからのパワーをできる限りロスなくチップに伝わるよう調整。ロスの表れである発熱もほとんどないことが、効率よくチップにパワーを伝えている証です。

を軽減します。

LED ライトが正確な施術をサポート
施術内容や設定のメモリー機能
施術内容や使 用するチップに応じた設定をプログラムごとにメモリー可能。設定したプログラムはプログラムボタンで簡単に呼び出せ、煩わしい操作は不要です。

自然光に近いナカニシの LED ライトは 、術野を的確に照射し 、正確な施術と施術時間の短縮をサポート。長時間の連続使 用においても発熱しない高い安全性と、長寿命による経済性を併せ持ちます。また、独自のツイン LED ライトは術野に影をつくりにくく、クリアな視 野であらゆる施術をバックアップします。

190

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

191

ORAL SURGERY

ユニットのパワーをロスなく伝え、発熱も抑えるハンドピース

ORAL SURGERY

充実の機能を足元でコントロール
超音 波の ON / OFF 、注 水 量の選 択やプログラム 選 択 が可能なフットコントロールは 、ユニット
操 作のハンズフリー化を実現。付属のハンガーは手を使わずにフットコントロールを簡単に移動
できます。

注水量
選択ボタン

プログラム
選択ボタン

バースト出力選択ボタン

超 音 波 ボ ーン サ ージ ェ リ ーフットコントロール

超音波 ON / OFFボタン

製品名

製品番号

標準価格

FC -78

Z1102003￥96,000

・2 mコード付

滅菌ケース
ハンドピース、コード、チップ交換レンチなどの各パーツが簡単に収納できる滅菌ケースが付属します。

バリオサージ 3 標準セット
ライト 製品名

標準価格

VarioSurg 3 Y1002724 ￥1,026,000（100V ）

セット内容
・コントロールユニット
・LED ハンドピース（ハンドピースコード 2 m ）・FC-78 フットコントロール
・滅菌ケース・ハンドピーススタンド
・チップ（ H-SG1, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG17 ）・イリゲーションチューブ
・チップホルダー・チップ交換レンチ
他付属品

ライト 製品名●

VarioSurg 3（100V ）Non FT

製品番号

標準価格

VA - SG - CASE

20001326￥41,000

・寸法：W 281 × D 171.5 × H 47 mm

標準価格

Y1002829 ￥930,000

セット内容
・コントロールユニット
・LED ハンドピース（ハンドピースコード 2 m ）・滅菌ケース・ハンドピーススタンド
・チップ（ H-SG1, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG17 ）・イリゲーションチューブ
・チップホルダー・チップ交換レンチ
他付属品

仕様
コントロールユニット
・寸法：W 265 × D 220 × H 103 mm（突起部を含まず） ・・電源：AC 100 V 50/60 Hz ・・発振周波数：28-32 kHz
・注水量：10-75 mL / min ・プログラム数：SURG × 5 、ENDO × 2 、PERIO × 2

オプション
キャリングケースiCART- L

移動に便利なキャリング
ケースは専用設 計。本体

製品本体と付属品を安全に設置できる移動式カート。

と周辺機器をスマートに収納できます。

製品名

製品番号

バリオサージ 3 用 Y1002768
キャリングケース
・寸法：W 534 × D 427 × H 207 mm

192

製品番号

ORAL SURGERY

●

製品番号

バリオサージ 3 フットコントロール無しセット

製品名

標準価格

￥63,000

製品名

製品番号

標準価格

iCart- LZ299￥52,500・外形寸法：W 360 × D 420 × H 800 mm
・重量：10 kg

オートクレーブ可能（滅菌ケースのみ）

193

ORAL SURGERY

骨切り用
パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG 150%

H - SG1

Z305151￥23,000

・チップ先端から 3 mm 、6 mm 、9 mm にマーク入り
・刃数：5 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

多様な術式に対応する豊富なチップラインナップ
骨切り用

骨切除・骨整形用

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG1A

Z305138￥23,000

バ リ オ サ ージ チ ッ プ

・チップ先端から 3 mm 、6 mm 、9 mm 、12 mm 、15 mm にマーク入り
・刃数：5 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

抜歯用（歯根抜歯時骨切除用）

骨切り用（ MA XI REACH ）パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG2R

Z305102￥23,000

・右湾曲※ ・
・刃数：3 、厚さ：0.6 mm
・チタンコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG2L

Z305103￥23,000※

骨切り用（骨窓の開窓など）

ソケットリフト用・左湾曲 ・
・刃数：3 、厚さ：0.6 mm
・チタンコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG 150%

H - SG8

Z305155￥23,000

・チップ先端から 3 mm 、6 mm 、9 mm にマーク入り
・刃数：3 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

粘膜剥離用

骨切削用
（インプラント窩の前処置 ）パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG8A

Z305139￥23,000
ORAL SURGERY

・チップ先端から 3 mm 、6 mm 、9 mm 、12 mm 、15 mm にマーク入り
・刃数：3 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

スケーリング用

ペリオ用

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG 150%

H - SG8R

Z305156￥23,000

・チップ先端から 2 mm 、4 mm にマーク入り（ 片面のみ）・右湾曲※ ・
・刃数：3 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

逆根管充填窩洞形成用

ペリオ用（補綴物のメインテナンス）

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG 150%

H - SG8L

Z305157￥23,000

・チップ先端から 2 mm 、4 mm にマーク入り（ 片面のみ）・左湾曲※ ・
・刃数：3 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。
※チップの L R（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。
・ チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます。

194

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

195

ORAL SURGERY

骨切り用

骨切除・骨整形用
パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG14R

Z305122￥23,000

SURG80%

SG3

Z305104￥18,500※

・右湾曲 ・
・刃数：5 、厚さ：0.6 mm
・チタンコーティング

・先端と両サイドがシャープな片刃・チタンコーティング

バ リ オ サ ージ チ ッ プ

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG14L

Z305123￥23,000

SURG80%

SG4

Z305105￥18,500

・左湾曲※ ・
・刃数：5 、厚さ：0.6 mm
・チタンコーティング

・先端がシャープな両刃・チタンコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG19

Z305135￥23,000

SURG80%

SG5Z305106￥18,500

・チップ先端から 3 mm にマーク入り
・刃数：5 、厚さ：0.8 mm ・・チタンコーティング

・先端円周部がシャープな片刃・チタンコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG30

Z305137￥18,500

抜歯用（歯根抜歯時骨切除用）

・シャープエッジ ・・最厚部：0.5 mm 、最薄部：0.15 mm
・チタンコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SG58

Z305141￥23,000

製品番号

標準価格

SURG80%

SG68

Z305143￥23,000

製品番号

標準価格

SURG80%

SG17

Z305132￥18,500

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG18R

Z305133￥18,500

ORAL SURGERY

製品名

製品名

・厚さ：0.7 mm ・3 方向がシャープな両刃・チタンコーティング

・チップ先端から 3 mm 、6 mm 、9 mm にマーク入り（ 片面のみ）・刃数：3 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

パワーレベルパワーレベル・厚さ：0.7 mm ・3 方向がシャープな両刃・チタンコーティング

・チップ先端から 2 mm 、4 mm にマーク入り（ 片面のみ）・刃数：3 、厚さ：0.6 mm ・・チタンコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG18L

Z305134￥18,500

・厚さ：0.7 mm ・3 方向がシャープな両刃・チタンコーティング・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップの LR（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

※チップの L R（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

・ チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます・ チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます。

196

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

197

ORAL SURGERY

M - RE2

骨切り用（ MA XI REACH ）パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

M - RE2

Z305715￥23,000

バ リ オ サ ージ チ ッ プ・チタンコーティング ・・刃数：11、厚さ：0.6 mm

下顎枝矢状分割法（ SSRO ）内側の水平骨切り

Le Fort I 型骨切り術
下行口蓋動脈付近のトリミング

M - ST1

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

M - ST1

Z305713￥44,500

・チタンコーティング ・・刃数：3 、厚さ：0.6 mm

下顎枝矢状分割法（ SSRO ）矢状分割時の皮質骨と海面骨の分離

M - OC1R / L
パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

M - OC1R

Z305709￥44,500
ORAL SURGERY

・チタンコーティング ・・右湾曲※
・チップ先端から 2 mm にマーク有り ・・刃数：3 、厚さ：0.6 mm

Le Fort I 型骨切り術
翼突上顎縫合部の切離パワーレベル

製品名

SURG80%

M - OC1L

製品番号

標準価格

Z305710￥44,500

下顎枝矢状分割法（ SSRO ）下顎枝垂直骨切り術（ IVRO ）起始点・ガイドグルーブの付与※

・チタンコーティング ・・左湾曲
・チップ先端から 2 mm にマーク有り ・・刃数：3 、厚さ：0.6 mm

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。
※チップの L R（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。
・ チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます。

198

熱水洗浄可能オートクレーブ可能199

ORAL SURGERY

歯槽 頂アプローチによる上顎 洞底 挙上術（ ソケットリフト用）
外 科 的 侵 襲 が少なく、短 い施 術 時 間 でサイナスリフトを行うことができるソケットリフト法を、より安 全に行えるソケットリフトチップ。超音 波 振 動 による骨 切 削 はシュナイダー膜 への損 傷リ
スクを軽 減。オステオトームによる槌 打がないため 、患者さまの不快 感 を和らげ、めまいなどのリスクを抑えます。
粘膜挙上辺縁部

上顎洞粘膜挙上術 手順例

SCL11D チップを用 いた場 合 に形 成されるインプラント窩の形状はこのよ
うになります。

埋入インプラントサイズ：ワイドサイズ ø5.0 mm

バ リ オ サ ージ チ ッ プ

バリオサージチップを用いる場合

上顎洞ユニット設定値：S モード、
パワー 50% 、注水量 1

中心部
ユニット設定値：S モード、
パワー 50% 、注水量 1

ユニット設定値：S モード、
パワー 50% 、注水量 1

上顎洞側から見たときの挙上された粘膜のイメージ図です。マイクロスコー
プ やエンドスコープ などを用 いて、上顎洞粘膜が確実に挙上されているか 、孔があいていないかを確認することが望ましいです。

SCL1 チップまたは SCL3 チップを用いて、十分な注水下で 、確実に粘膜を挙上します。注水量は 1 に設定します。

SCL13D チップを用 いた場 合 に形 成されるインプラント窩の形状はこのよ
うになります。

5 mm
・ 上 顎洞底皮質骨まで 5 mm 前後 、骨質タイプⅢ・骨質良好の症例を説明します。
・ C T 画 像で確 実 なる診 断 の上 、垂 直的骨幅を十分に術前診断し、上顎洞底部までの形成を行います。

ユニット設定値：S モード、
パワー 50% 、注水量 1

SG15Aチップを用いて、上顎洞底 1 mm
手 前まで形 成します。チップを押し込
みすぎないように注意します。

SG15B チップ を用 いて形 成します。
チップを押し込みすぎないように注意します。

ソケットリフト用

ユニット設定値：S モード、
パワー 50% 、注水量 1

ユニット設定値：S モード、
パワー 80% 、注水量 3

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%SCL1

Z305170￥27,000

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%SCL3

Z305172￥27,000

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%SCL5Z305174￥27,000

ø2.4 mm・内部注水

ユニット設定値：S モード、
パワー 80% 、注水量 3

SG16B チップを用いて、上顎洞底骨がほとんどない状 態 まで形 成します。
深度ゲージを使うときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。

SCL12D チップ を用 い 、十 分 な注 水
下で形成します。注水量は 3 に設定します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので 、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

ORAL SURGERY

SG16A チップ を用 いて形 成します。
深度ゲージを使うときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。

ø3.0 mm・内部注水

ユニット設定値：S モード、
パワー 80% 、注水量 3

ø4.0 mm・内部注水

SCL14D チップ を用 い 、十 分 な注 水
下で形成します。注水量は 3 に設定します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので 、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

200

SCL11D チップまたは SCL13D チッ
プ を用 い 、十 分 な注 水 下 で形 成します。注 水 量 は 3 に設 定します。チップ
先端部のエッジ部分を使って、インプ
ラント窩の窩底のエッジを切削します。
チップを押し込 みすぎますと、上 顎 洞
粘膜に水圧がかかりますので 、注意が必要です。チップ先端を円運動させる
ように小刻みに動かします。

ハンドインスツルメント先端部を骨壁に沿わせながら、インプラント窩内部
に入れます。先端部を窩底から離さないようにしながら、先 端 部 を回 転 させて、ゆっくりと辺縁の粘膜を皮質骨から剥離させます。その後マイクロスコー
プ やエンドスコープ などを用 いて、上顎洞粘膜の状態を確認することが望ましいです。

インプラント窩の深さはチップ先端の目盛りを目安に確認することが出来ます。

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

201

ORAL SURGERY

ソケットリフト用

ø2.7 mm

ハンドインスツルメント
パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SCL11D

Z305201￥27,000

M：近心側用

D：遠心側用・外部注水 ・
・ダイヤモンドコーティング

バ リ オ サ ージ チ ッ プ

ø2.9 mm
ø2.1 mm

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SCL12D

Z305202￥27,000

先端部拡大図 インプラント窩の深さはチップ先端の目盛りを

製品名

製品番号

ソケットリフトハンドインスツルメント

Z305001 ￥16,200

目安に確認することが出来ます。

・外部注水 ・
・ダイヤモンドコーティング

標準価格

・全長 168 mm

ø3.4 mm

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SCL13D

Z305203￥27,00070°

・外部注水 ・
・ダイヤモンドコーティング

粘膜剥離用

ø3.5 mm
ø2.4 mm

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG80%

SCL14D

Z305204￥27,000

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG9

Z305110￥14,500

・外部注水 ・
・ダイヤモンドコーティング
・剥離、挙上用 角度 90°

SURG80%
ø4.3 mm

製品名

製品番号

SCL15D

Z305205

標準価格￥27,000

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG10

Z305111￥14,500

・剥離、挙上用 角度 135°

・外部注水 ・
・ダイヤモンドコーティング

インプラント窩の深さはチップ先端の目盛りを目安に確認することが出来ます。

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG11

Z305112￥14,500

・剥離、挙上用

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

202

パワーレベルORAL SURGERY

パワーレベル

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

203

ORAL SURGERY

骨切削用（インプラント窩の前処置 ）骨切り用（骨窓の開窓等）

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG15A

Z305124￥21,000

SURG80%

SG6D

Z305107￥21,000

・チップ先端から 5 mm 、10 mm にマーク入り
・チップ先端径：0.7 mm ・・ダイヤモンドコーティング

・ダイヤモンドコーティング

バ リ オ サ ージ チ ッ プ

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG15B

Z305125￥21,000

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG7D

Z305108￥21,000

・ダイヤモンドコーティング

・チップ先端から 5 mm 、10 mm にマーク入り
・チップ先端径：1.3 mm ・・ダイヤモンドコーティング

スケーリング用
パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG15C

Z305126￥21,000

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

G1- S

Z305113 ￥14,500

パワーレベル

製品名

・チップ先端から 5 mm 、10 mm 、12 mm にマーク入り
・チップ先端径：0.9 mm ・・ダイヤモンドコーティング

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG15D

Z305127￥21,000

・チップ先端から 5 mm 、10 mm 、12 mm にマーク入り
・チップ先端径：1.3 mm ・・ダイヤモンドコーティング

ペリオ用

PERIO100% P20 - S

製品番号

標準価格

Z305114 ￥14,500

・ストレート

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG16A

Z305128￥21,000

・チップ先端から 5 mm 、10 mm にマーク入り
・チップ先端径：2.0 mm ・・ダイヤモンドコーティング

パワーレベル

製品名

PERIO100% P25R - S

製品番号

ORAL SURGERY

パワーレベル

標準価格

Z305115 ￥14,500

・右湾曲※

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

SURG50%

SG16B

Z305129￥21,000

パワーレベル

製品名

PERIO 100% P25L - S

・チップ先端から 5 mm 、10 mm にマーク入り
・チップ先端径：2.6 mm ・・ダイヤモンドコーティング

製品番号

標準価格

Z305116 ￥14,500

・左湾曲※

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。
※チップの L R（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

204

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

205

ORAL SURGERY

逆根管充填窩洞形成用

ペリオ用（補綴物のメインテナンス）
パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

ENDO 50%

E30RD - S

Z305118￥21,000

パワーレベル

製品名

PERIO 100% V10 - S・臼歯部用（右曲がり） ・・ダイヤモンドコーティング

製品番号

標準価格

Z305117￥7,800・V チップホルダー ・E チップ用レンチ付属・プラスチックチップ別売

バ リ オ サ ージ チ ッ プ

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

ENDO 50%

E30LD - S

Z305119￥21,000

・臼歯部用（左曲がり） ・・ダイヤモンドコーティング

製品名

製品番号

標準価格

V- P10 - S

Y1002772￥3,000・3 本入 ・V10-S ホルダー別売

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

ENDO 50%

E31D - S

Z305120￥21,000

・前歯部･臼歯部用（ 70°） ・・ダイヤモンドコーティング

製品名

製品番号

標準価格

V- P12 - S

Y1002771￥3,200・3 本入 ・V10-S ホルダー別売

パワーレベル

製品名

製品番号

標準価格

ENDO 50%

E32D - S

Z305121￥21,000

（真上）

・前歯部用
（ 90°） ・・ダイヤモンドコーティング

製品名

製品番号

標準価格

V- P11R - S

Y1002769￥3,200・右湾曲※ ・3 本入 ・V10-S ホルダー別売

製品番号

標準価格

V- P11L - S

Y1002770￥3,200

ORAL SURGERY

（真上）

製品名

・左湾曲※ ・3 本入 ・V10-S ホルダー別売

・V-P11R-S, V-P11L-S, V-P12-S は、バリオサージ 3 のみご使用いただけます。

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

・パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップの L R（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。
※チップの L R（左右）206

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

熱水洗浄可能オートクレーブ可能

207

ORAL SURGERY

Removes Doubt
ISQ 測定器 Osseo 10 0+ は 、インプラントの安定性を非接触で測定し 、ISQ 値（ インプラント安
定指数 ）を表示します。これにより、インプラントの荷重時期が判断できるようになる為 、インプラント治療における施術計画に役立ち、術者をサポートします。

3 ステップ使用例
1

1 マルチペグをマルチペグドライバーでインプラン

2

トに装着します。

3

2 Osseo 100+ の先端より、磁気パルスを発振。

マルチペグとの共振周波数を測定し、安定性を数値で表示します。
3 ISQ 値がディスプレイに表示されます。 これは 、ISQ値の安定性レベル（1〜99）を反映しています。
ISQ 値が高いほど、インプラントの安定性が高いということになります。

Surgic Pro2 を介したワイヤレスデータ管理
Surgic Pro2 と Bluetooth ® 接 続 することが可能。さらに Surgic Pro2 を介して iPadと接 続 することで、測 定 された ISQ 値 を、

iPad に表 示しデータの共 有や管 理 、保管することが可 能です。測 定 するインプラントを

iPad 上で選 択し 、それぞれ測 定 することにより、部位毎に分けて測定データを管理することも可能です。

再利用可能なマルチペグ
・様々なインプラントシステムに対応 ※・生体にやさしく、耐久性のあるチタン製
・オートクレーブ可能（ 20 回 ）ORAL SURGERY※様々なインプラントメーカーに対応可能なマルチペグがございます。右記の対応表よりご確認ください。
マルチペグ対応表

Osseo 100+ 標準セット
製品名

製品番号

標準価格

Osseo 100 ＋ set

Y1500447￥346,000

セット内容 ・Osseo 100 ＋ 本体 ・・マルチペグドライバー ・AC アダプター ・AC アダプター用プラグ US / JP ・ISQ テスター
※マルチペグは別売りです。本体には含まれていません。

仕様＜Osseo 100+＞・定格入力 : DC5V 1VA ・・重量 : 78 g ・・バッテリー充電時間 : 約 3 時間 * ・・バッテリーの連続使用時間 : 約 1 時間 *＜ AC アダプター＞
・定格入力 : AC100-240V 50 / 60Hz 0.18A ・・定格出力 : DC5.2V 0.8A
※使用状況により異なります。

209

薬事情報一覧■エアータービン■訪問診療用機器
認証番号：224ALBZX00044000
認証番号：221ALBZX00001000
認証番号：222ALBZX00024000
認証番号：222ALBZX00032000

販売名：ティーマックス ＺＴ
販売名：エスマックス ＭＴ
販売名：エスマックス ｐｉｃｏ
販売名：ティーマックス Ｘ４５０

販売名：ビバエース
販売名：ビバサポート

認証番号：227ABBZX00112000
認証番号：224ALBZX00017000

２

一般的名称：可搬式歯科用ユニット

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ＮＬＸ プラス
販売名：ビバメイト Ｇ５

販売名：pico バー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

販売名：ビバ

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：22200BZX00182000
承認番号：22200BZX00184000

ＭＰ
ＭＰＡＳ

販売名：エンド用コントラ
販売名：エンド用コントラ

一般的名称：歯科用根管拡大装置
販売名：ｉｓｏＥ−ラックス

管理医療機器

特定保守管理医療機器

届出番号：09B2X00016000150

一般的名称：歯科用口腔内手術灯

一般医療機器■治療用モーター
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

管理医療機器

販売名：ティーマックス Ｘ２０５Ｌ
販売名：エスマックス Ｍ２０５

認証番号：224ALBZX00027000
認証番号：222ALBZX00009000

一般的名称：歯科用空気回転駆動装置

管理医療機器

特定保守管理医療機器

特定保守管理医療機器■オーラルハイジーン
販売名：バリオスコンビ

Ｐｒｏ

認証番号：229ALBZX00017000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：バリオス
販売名：バリオス

９７０
３７０

販売名：ティーマックス Ｓ９７０
販売名：Ｓ５０ ソニックブラシセット
販売名：ＮＳＫ エアスケーラ用チップ

一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器※チップは特定保守管理医療機器非該当
販売名：プロフィーメイト
販売名：ペリオメイト

管理医療機器

届出番号：09B2X00016000034
届出番号：09B2X00016000139

販売名：フラッシュパール
販売名：ペリオメイト パウダー

一般医療機器

ノズルチップ

一般的名称：歯科用注入器具
販売名：アイプロフィー

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00029000
認証番号：226ABBZX00023000

ｎｅｏ

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用器具

一般的名称：歯面研磨材

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00028000
認証番号：222ALBZX00019000
認証番号：224ALBZX00042000

販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０L
販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ２０Ｌ
販売名：エスマックス ＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ

届出番号：09B2X00016000124
届出番号：09B2X00016000123
届出番号：09B2X00016000042
届出番号：09B2X00016000041
届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00073000

Ｚ−ＳＧ４５

販売名：ティーマックス

一般的名称：ストレート ・ ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：サージック Ｐｒｏ２ 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器
販売名：コントラアングルハンドピース ＳＧＭーＥＲ
販売名：サージカルハンドピース ＳＧＭＳーＥＲ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ２
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ２

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00034000

一般医療機器

販売名：ＳＧＲ­Ｅ用ソーブレード
販売名：ＳＧＯ­Ｅ用ソーブレード
販売名：ＳＧＴ­Ｅ用ソーブレード

届出番号：09B2X00016000102
届出番号：09B2X00016000098
届出番号：09B2X00016000100

一般的名称：のこぎり

一般医療機器

販売名：ｉＳＤ９００

スクリュードライバー

一般的名称：電池電源式骨手術用器械

3 認証番号：225ABBZX00144000

一般的名称：電動式骨手術器械
販売名：サージカル

管理医療機器

特定保守管理医療機器■エンド治療認証番号：222ALBZX00018000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース
販売名：アイペックスⅡ

認証番号：222ALBZX00016000

管理医療機器管理医療機器イリゲーションチューブ

一般的名称：洗浄器キット
販売名：ソケットリフト

一般医療機器

一般的名称：歯科用起子及び剥離子
販売名：オッセオ 100+

特定保守管理医療機器

認証番号：09B1X00001000023

ハンドインスツルメント

認証番号：09B2X00016000141

一般医療機器

届出番号：09B2X00016000153

一般的名称：歯接触分析装置

一般医療機器

特定保守管理医療機器■オートクレーブ
販売名：アイクレーブミニ２

認証番号：302ABBZX00049000

一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器■技工用製品
販売名：アルチメイト
販売名：ボルバーｉ７

ＸＬ 届出番号：09B2X00016000030
届出番号：09B2X00016000149

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース

ＴＣ２

届出番号：09B2X00016000020
届出番号：09B2X00016000022
届出番号：09B2X00016000021

販売名：レシプロハンドピース ＳＧＲ２ーＥ
販売名：オシレートハンドピース ＳＧＯ２­Ｅ
販売名：サジタルハンドピース ＳＧＴ２­Ｅ
一般的名称：手術用のこぎり

届出番号：09B2X00016000015
届出番号：09B2X00016000018
届出番号：09B2X00016000013
届出番号：09B2X00016000014
届出番号：09B2X00016000011
届出番号：09B2X00016000012

届出番号：09B2X00016000140

一般医療機器

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース

販売名：エンドメイト

特定保守管理医療機器■オーラルサージェリー

販売名：バリオサージ

認証番号：223ALBZX00032000
認証番号：223ALBZX00037000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ペリオメイト

管理医療機器

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
認証番号：221ALBZX00015000

特定保守管理医療機器

管理医療機器

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器

販販売名：ティーマックス ＺＣ
認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Ｚ４５
認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス ＸＣ
認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス ＸＳ
認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース ＦＸシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース ＦＸ６５
認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース ＥＸシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース ＮＲＳ２ 承認番号：22200BZX00204000
販売名：ＮＳＫ プロフィー ＡＲ
認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯間研磨用ハンドピース ＥＶＡ
認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ ＶＭ
承認番号：20800BZZ00762000
販売名：ストレートハンドピース ＥＸ‐６
認証番号：219ALBZX00002000

ナノ管理医療機器

１７０ 認証番号：223ALBZX00036000

販売名：バリオス■コントラアングル

特定保守管理医療機器

認証番号：230ALBZX00025000

Ｑ

一般的名称：歯科用吸引装置

販売名：ＮＬＸ

管理医療機器

認証番号：221ALBZX00019000
認証番号：223ALBZX00022000

管理医療機器

特定保守管理医療機器

販売名：プレスト
販売名：プレスト
販売名：プレスト

アクア
アクア

Ⅱ

一般医療機器ＬＵＸ 届出番号：09B2X00016000038
届出番号：09B2X00016000010
Ⅱ
届出番号：09B2X00016000009

一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース

一般医療機器

認証番号：224ALBZX00015000

一般的名称：歯科用根管長測定器

管理医療機器

特定保守管理医療機器

KaVoとMultiflex は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSirona は、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bien AirとUNIFIX は、Bien-Air Holding SA の登録商標です。
W&H は、W&H Deutschland Gmbh の登録商標です。
iPad ® は、アメリカ合衆国およびその他の国々における Apple Computer,Inc.
の登録商標です。