MOBILE DENTISTRY

MOBILE DENTISTRY

デンタルワークに 、フットワークを。
もっと快 適で高度な 、訪問歯科診療のために加速する高齢化社会、訪問診療のニーズはますます高まっています。また高齢者の残存歯数も増加
し 、訪問先においても幅広い治療が求められています。ビバエースは 、多目的に使 用できる高性能
マイクロモーターや超音波スケーラーなど、診療室と変わらない治療環境をコンパクトに凝縮。軽量で女 性 でも持ち運 びやすく、訪 問 先での設 置も簡 単。これまでになかった高 度 な機 動 性 で、より快適な訪問歯科診療をサポートします。

軽量 ＆コンパクトボディー
診療室と変わらない高機能システム
セッティング・撤収も簡単スピーディー

軽量 ＆コンパクトボディー
MOBILE DENTISTRY

取り回しやすい軽 量 8.6 kg 。車 への積 み降ろし
や階段の昇り降り、狭い場所もラクに通れるコン
パクトサイズ。訪問先から訪問先への移動も容易です。基本性能を落とさず、一つ一つの部品を徹底してコンパクト・軽量化し、このサイズと軽さを実現しました。

オールインワンパッケージ
マイクロモ ーター、超 音 波 スケーラー、

3 w a y シリンジ、バキューム機 能をコン
パクトボディー に集約。また、全ての付属

高さ

28.4 cm
奥行き

29.8 cm

幅 46.2 cm

品を収納する事ができます。

151

MOBILE DENTISTRY

多目的超音波スケーラー

高機能マイクロモーター

診療室と変わらない高機能システム

エンド治療にも幅広く対応

多彩なチップラインナップ

視認性に優れた大型液晶パネルと、各インスツルメントの性能により、高い効率性と機能性を実現。診療室と変わらない治療環境を提供します。

NLX plus

歯科治療機 器をコンパクトなボディーに凝 縮Varios2 Lux

高トルク、スムースな回転 、高い静寂性
回転速度（ min ） トルク値
（ Ncm ）
-1

バキューム
訪問歯科診療用ユニット

一般切削モード

超音波スケーラー

エンドモード1,000 〜40,000
100 〜 5,000

4.0
0.3~3.0

ナカニシ独自の iPi ezo エンジン搭載
硬い歯石や柔らかい歯石など、歯面の状態に合わせて、チップ先端に適正なパワーを供給。取れにくい歯石にも安定したスケーリングが可能です。

マイクロモーター

3way シリンジ

3way シリンジ

バキューム

軽量、シンプル操作の 3way シリンジ。シリンジノズルが簡単に着脱可能。

手元で一時的な吸引停止が可能なバルブレバー付き。
ノズルは衛生的なディスポーザブルタイプ。

操作パネル

バキュームボトル
注水ボトル※写真にはオプション製品が含まれています。

製品名

製品番号

標準価格

製品名

製品番号

標準価格

isoE - LUX

Z1265￥36,500

吸引歯ブラシキット

U1144089￥30,000

フットコントロールシステム

・チューブ付（ 10 キット）

ドクター１人体制の診療に

ドクター＋歯科衛生士

Sync モードにより、モーター・スケーラーとバキューム

モ ー ター・スケーラー の ON / OFFと、バ キュームのの ON / OFF がひとつのフットコントロールで操作できます。

ON / OFF を２つのフットコントロールで操作。２つを２人体制の診療に組み合わせることで、ドクターはモーター・スケーラーの操作だけに専念できます。

＋
モーター・スケーラー・バキューム

152

MOBILE DENTISTRY

オプション

モーター・スケーラー

バキューム

VIVA ace

VIVA ace

プロモーション
動画

チュートリアル動画
セットアップ・収納編

VIVA ace

VIVA ace

チュートリアル動画
機能編

チュートリアル動画
メンテナンス編

153

MOBILE DENTISTRY

セッティング・撤収も簡単スピーディー
訪問診療先での設置と撤収が、短時間で簡単に行えるので効率的です。
ホルダーバーとホルダーアームは、4 段階の調整が可能です。

OPEN

訪問歯科診療用ユニット

床に触れるパーツ
はカバー部分に別収納なので衛生的SET UP

製品名

製品番号

標準価格

ビバエース
コンプリートセット

Y1003571￥1,058,000

セット内容
・ビバエース ベーシックセット ・・ビバエース モーターキット・ビバエース スケーラーキット
仕様（コントロールユニット）
・寸法：W 462 × D 298 × H 284 mm ・・総重量：8.6 kg ※・電源：AC 100-240 V 50/60 Hz ・・電源入力：130 VA※ハンドピース類を外した重量

COMPLETE

3

2

製品番号

標準価格

ビバエース
ベーシックセット

Y1002903￥745,000

セット内容
・コントロールユニット ・AC コード ・・トップケース・フットコントロール（ FC-76S, FC-70S ）・V-ace バキュームホースセット（ホース / バルブ付）
・V-ace バキュームボトルセット ・・バキュームノズル（ 10 本）
・V-ace 注水ボトルセット ・V-ace3way シリンジセット
・V-ace ショルダーベルトMAX
51.6 cm

高さ・角度４段階調整
立位、座位など、様々なポジションに合わせて調整可能

1

収納も簡単
ハンドピースを外して、スッキリ収納

お手入れもラクにできる

154

製品名

製品番号

標準価格

製品名

製品番号

標準価格

ビバエース
モーターキットE1040002￥156,500

ビバエース
スケーラーキット

E351006￥156,500

セット内容
・モーター NL X plus ・・モーターコード・モーターキャップ ・・プロテクションプラグ

セット内容
・ハンドピース VA2-LUX ・・スケーラーコード
・スケーリングチップ 2 本 ・・チップ交換レンチ ・・チップホルダー

155

MOBILE DENTISTRY

4

製品名

MOBILE DENTISTRY「 VIVA シリーズ」
より、訪問歯科診療用バキュームVIVA Q が誕生“VIVA Q” は、訪問歯科診療における様々な施術、メンテナンス〜治療まで、幅広く使用可能です。
実際に訪問歯科診療を行う歯科医師 、歯科衛生士の声をヒアリングして作られたこの “ V I VA Q”
は静音・軽量で女性の方でも持ち運びが容易です。
ご自身にあった使用環境での必要なオプション品の組み合わせが可能です。

軽量・静音で安定した吸引量のポータブルバキューム

訪 問 歯 科 診 療 用 ポ ータ ブ ル バ キ ュ ーム

軽 量・静音で 安定した吸引量の・ スムーズに移動が可能な重量・ 静かなバキューム音

ポータブルバキューム

・ 安定した吸引量
244 mm

重量

2.9kg
328 mm
191 mm

MOBILE DENTISTRY

3 段階に調節可能なホルダ （オプション）
オプ ション のホ ル ダセットを使 用 することで、バキュームノズルを使いやすい位置に置くことが可能です。ホルダは 3 段階の高さに調節可能です。

449 mm
246 mm43 mm

ナカニシ独自のバキュームボトル構造

水検知センサーを搭載

独自の構 造により、泡を吸引してしまっても※ 、コント
ロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

万一 、コントロールユニット内部へ液体が浸入した際 、吸引モーターを停止させる水検 知センサーを搭載。独自のバキュームボトル構造と、水検知センサーにより 2段階で故障の原因となるコントロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

※発泡剤含有の歯磨剤は使用しないでください。歯磨剤が泡立つとコントロールユニット内部に入り込み、故障の原因となります。

156※写真はオプションのホルダセットを取り付けたイメージです。

157

MOBILE DENTISTRY

オプション
ホルダセット
ホルダセットを使用することで、バキュームノズルを使いやすい位置に置くことが可能です。
ホルダは 3 段階の高さに調節可能です。

ビバ Q 標準セット
製品名

製品番号

標準価格

ビバ Q 100V

Y1004133￥172,000

訪 問 歯 科 診 療 用 ポ ータ ブ ル バ キ ュ ーム

セット内容
・コントロールユニット ・・バキュームボトルセット
・バキュームホースセット ・・バキュームノズル（ 10 個）・洗浄アダプター ・・電源コード仕様（コントロールユニット）
・寸法：W 191 × D 328 × H 244 mm
・総重量：2.9 kg（コントロールユニット、
ボトルセット、
ホースセット）・電源：AC 100-240 V 50/60 Hz ・・電源入力：120 VA
・吸引圧力：6.0-10.0 kPa ・・空気流量：120-150 L / min

ホルダ

製品名

製品番号

ホルダセット

U1173050 ￥8,700

ポール

標準価格

・ホルダ、ポール（ 2 本）、ポール台座
ポール台座

オプション
移動に便利なキャリングバッグ
ビバ Q 標準セットと訪問診療に必要グッズなどを簡単に収納できます。訪問診療を行う歯科医師、歯科衛生士の声をヒアリングし、収納にこだわった機能的な仕様を実現しました。

フットコントロール

吸引歯ブラシバキューム機能の作動 / 停止は 、フットコントロールでも行えます。手元の操 作に集中でき、施 術の幅が広 がりま

コンパクトなヘッドと長くて安定 感 のあるハンドルは 、高いアクセス性と操作性を実現します。

ポケット部などに
収納可能

製品名

製品番号

標準価格

FC -70S

Z1008004 ￥7,000

MOBILE DENTISTRY

す。未使用時は 、キャリングバッグの内側サイドに収納でき、衛生的です。

製品名

製品番号

標準価格

吸引歯ブラシキット

U1144089 ￥30,000

・チューブ付（ 10 キット）

製品名

製品番号

標準価格

ビバ Q キャリングバッグ

U1173100 ￥29,000

・寸法：W 280 × D 395 × H 265 mm（イメージ）

ある歯科衛生士の訪問診療時の準備セットの一例※ナカニシではこのセットの製造・ 販売は行っておりません。

158

159

MOBILE DENTISTRY

内部注水式 LED マイクロモーター
訪問歯科診療用に開発された小型マイクロモーターは 148 g（ モーター
コード含む）の軽 量ボディーに内部注水機能 ※と LED ライトを内蔵。携帯性を維持しながら機能を充実させることで幅広い治療に対応します。
※ビバサポート 2 と併用することで注水機能が使用可能

訪 問 歯 科 診 療 用 携 帯 型 マ イ ク ロ モ ータ ーユ ニ ッ トバッテリー駆動と通常電源駆動が可能なコンパクトなコントロールユニット
電源の全くない場所でも 、バッテリー駆動でどこでも使用できます。充電不足の時は 、電源が近くで取れれば、そのまま通常電源により使用できるので、安心して訪問先へ持って行けます。サイズは、手のひらサイズ（ W 72 × D 180 × H 36 mm ）のコントロールユニットで、しかも重量はわずか 370 g 。
簡単に持ち運べます。

フットコントロール（オプション）

キャリングケース

踏み込む深さに応じて回 転 数のコントロールが可能なフットコントロールは 、本体のコントロールパネルの操作に気を「 ビバメイト Ｇ 5 」本体とその付属品がきれいに収まる専用
キャリングケースが付属。

取られず、治療に集中できる環境を提供します。

MOBILE DENTISTRY

ビバメイト G5 標準セット
製品名

製品番号

標準価格

VIVAMATE G5

Y1001344￥157,000

セット内容
・コントロールユニット ・・ハンドピーススタンド ・・ライト付モーター（モーターコード付） ・AC アダプター ・・キャリングケース
仕様
・寸法：W 72 × D 180 × H 36 mm ・・重量：370 g ・・バッテリー充電時間：約 2 時間
コントロールユニット ・・バッテリー連続駆動時間：約 1 時間
（ 定格負荷） ※バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。
マイクロモーター ・・寸法：ø22 × L 68.6 mm ・・重量：148 g（モーターコード含む） ・・回転速度：3,000-30,000 min -1
・トルク：3 Ncm（ 30,000 min -1 回転時）

デンチャー調整から本 格治療まで携帯型 L E D マイクロモーター
ビバメイト G5 は 、訪問診療に対するドクターのニーズに応える様々な機能を搭載した 、携帯型マイクロモー
ター。内部注水式 LED マイクロモーターにより、訪問先でも注水・排唾システムの「 ビバサポート 2 」と併用することで、歯の切削・う蝕の除去を行うことが可能。

160

161

MOBILE DENTISTRY

注水連動機能（シンクロモード）
内部注水式 LED マイクロモーターを搭載した「ビバメイト G5 」や 小型超音波

注水
注水ボトル

スケーラー「 バリオス 370 」と接続し 、を使用
フットコントロール（オプション）
することで 、モ ーター やスケーラーの動作に合わせて注水機能が連動（ ON /
します。注 水 量 はパ ネル の注 水OFF ）量 選択キーを操作することで 5 段階に調整できます。

排唾
排唾管

Sync
中継コード

フットコントロール 排唾ボトル（オプション）

バリオス 370 との接 続 にはオプションの VS 分 岐チューブが必 要 です。シンクロモード
以外でもコントロールパネルの注水 O N / O FF キーを押すことで注水が可能です。

訪問歯科診療用 注水・排唾システム

使用環境を選ばない AC ＆バッテリーの 2way 電源方式を採用
ビバサポート 2 はコントロールユニット内蔵バッテリー（ 充電式 ）と AC 電源の 2way 電源方式を採用。高性能リチウム
イオンバッテリーを搭載することで、バッテリーのみで約 2 時間の連続使用※が可能です。同じ電源方式を採用した携帯型マイクロモーターユニット「ビバメイト G5 」と組み合わせれば、電源の取れない環境でも治療できます。
※フル充電時。動作時間は使用状況や環境によって変化します。

携帯性に優れた機動力の高いパッケージ
軽量かつ高い耐久性を誇る専用キャリングケースは 、コントロールユニットや
注水・排唾ボトルなどのアクセサリーだけでなく、各種周辺機器（ ビバメイト
G5 など）を接続したままコンパクトに収納することが可能です。僅か 3.5 kg ※の軽量かつコンパクトなパッケージで、訪問診療の移動にかかわる様々なストレスを軽減します。
※ビバサポート ２標準セット重量

大容量の注水・排唾ボトル

訪問診療の準備時間は最小限に。そんなドクターの要望に応えるため 、ビバサポート 2 は専用キャ

各々350 mL の注水・排唾ボトルは、
1 回 の補 給で長 時 間 の診 療 が可 能

リングケースを開ければ直ぐ診療に入れる環境をです。各チューブもワンタッチで着脱可能。メンテナンス性も考えた専用提供します。治療機器の設置準備やその接続のわ
ずらわしさから解放され 、より効率的な治療を実現します。

▲ 別売のビバメイト G5との連結

訪問歯 科診 療に求められる機能をコンパクトにパッケージ
ビバサポート 2 は訪問診療に必要な機能をコンパクトに集約した注水・排唾システム。
同シリーズの「ビバメイト G5」や超音波スケーラー「バリオス 370 」との併用により、デンチャー調整からう蝕除去等の治療、メンテナンス領域まで幅広く対応可能なシステムです。

162

MOBILE DENTISTRY

設置時間の大幅な短縮

ボトルは訪問歯科診療現場のニーズに応えます。

ビバサポート 2 標準セット
製品名

製品番号

標準価格

ビバサポート 2

Y1001826￥135,000

セット内容 ・
・ビバサポート 2 ユニット ・AC コード ・AC アダプター
付属品 ・VS 注水ボトル 400 セット ・VS 排唾ボトル 400 セット ・・中継コード ・VS 注水チューブ ・VS 排唾チューブ ・・排唾チューブ
・VS 注水ポンプ ・・ディスポーザブル排唾管（ 10 本セット） ・・チューブクランプ（ 6 個） ・VS 排唾ボトル接続チューブ
・排唾ドレインチューブ ・VS キャリングケース ・VSトレイ
仕様 ・寸法：W 147 × D 188 × H 98 mm（ビバサポート 2 ユニット）、W 460 × D 265 × H 233 mm（ VS キャリングケース）
・重量：3.5 kg（ビバサポート 2 標準セット） ・・電源：AC 100 V 50/60 Hz ・・バッテリー充電時間：約 2 時間
・バッテリー連続駆動時間：約 2 時間 ・・タンク容量：350 mL（注水用 ･ 排唾用とも） ・・ポンプ吸引力：300 mL / min※バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。

163

薬事情報一覧■エアータービン■訪問診療用機器
認証番号：224ALBZX00044000
認証番号：221ALBZX00001000
認証番号：222ALBZX00024000
認証番号：222ALBZX00032000

販売名：ティーマックス ＺＴ
販売名：エスマックス ＭＴ
販売名：エスマックス ｐｉｃｏ
販売名：ティーマックス Ｘ４５０

販売名：ビバエース
販売名：ビバサポート

認証番号：227ABBZX00112000
認証番号：224ALBZX00017000

２

一般的名称：可搬式歯科用ユニット

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ＮＬＸ プラス
販売名：ビバメイト Ｇ５

販売名：pico バー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

販売名：ビバ

一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
承認番号：22200BZX00182000
承認番号：22200BZX00184000

ＭＰ
ＭＰＡＳ

販売名：エンド用コントラ
販売名：エンド用コントラ

一般的名称：歯科用根管拡大装置
販売名：ｉｓｏＥ−ラックス

管理医療機器

特定保守管理医療機器

届出番号：09B2X00016000150

一般的名称：歯科用口腔内手術灯

一般医療機器■治療用モーター
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置

管理医療機器

販売名：ティーマックス Ｘ２０５Ｌ
販売名：エスマックス Ｍ２０５

認証番号：224ALBZX00027000
認証番号：222ALBZX00009000

一般的名称：歯科用空気回転駆動装置

管理医療機器

特定保守管理医療機器

特定保守管理医療機器■オーラルハイジーン
販売名：バリオスコンビ

Ｐｒｏ

認証番号：229ALBZX00017000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：バリオス
販売名：バリオス

９７０
３７０

販売名：ティーマックス Ｓ９７０
販売名：Ｓ５０ ソニックブラシセット
販売名：ＮＳＫ エアスケーラ用チップ

一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器※チップは特定保守管理医療機器非該当
販売名：プロフィーメイト
販売名：ペリオメイト

管理医療機器

届出番号：09B2X00016000034
届出番号：09B2X00016000139

販売名：フラッシュパール
販売名：ペリオメイト パウダー

一般医療機器

ノズルチップ

一般的名称：歯科用注入器具
販売名：アイプロフィー

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00029000
認証番号：226ABBZX00023000

ｎｅｏ

一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用器具

一般的名称：歯面研磨材

特定保守管理医療機器

認証番号：223ALBZX00028000
認証番号：222ALBZX00019000
認証番号：224ALBZX00042000

販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０L
販売名：ティーマックス Ｘ−ＤＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ２０Ｌ
販売名：エスマックス ＳＧ２０
販売名：ティーマックス Ｘ−ＳＧ

届出番号：09B2X00016000124
届出番号：09B2X00016000123
届出番号：09B2X00016000042
届出番号：09B2X00016000041
届出番号：09B2X00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00073000

Ｚ−ＳＧ４５

販売名：ティーマックス

一般的名称：ストレート ・ ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名：サージック Ｐｒｏ２ 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器
販売名：コントラアングルハンドピース ＳＧＭーＥＲ
販売名：サージカルハンドピース ＳＧＭＳーＥＲ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ
販売名：ストレートハンドピース ＳＧＳーＥ２
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ
販売名：アングルハンドピース ＳＧＡーＥ２

一般医療機器

認証番号：226ABBZX00034000

一般医療機器

販売名：ＳＧＲ­Ｅ用ソーブレード
販売名：ＳＧＯ­Ｅ用ソーブレード
販売名：ＳＧＴ­Ｅ用ソーブレード

届出番号：09B2X00016000102
届出番号：09B2X00016000098
届出番号：09B2X00016000100

一般的名称：のこぎり

一般医療機器

販売名：ｉＳＤ９００

スクリュードライバー

一般的名称：電池電源式骨手術用器械

3 認証番号：225ABBZX00144000

一般的名称：電動式骨手術器械
販売名：サージカル

管理医療機器

特定保守管理医療機器■エンド治療認証番号：222ALBZX00018000

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース
販売名：アイペックスⅡ

認証番号：222ALBZX00016000

管理医療機器管理医療機器イリゲーションチューブ

一般的名称：洗浄器キット
販売名：ソケットリフト

一般医療機器

一般的名称：歯科用起子及び剥離子
販売名：オッセオ 100+

特定保守管理医療機器

認証番号：09B1X00001000023

ハンドインスツルメント

認証番号：09B2X00016000141

一般医療機器

届出番号：09B2X00016000153

一般的名称：歯接触分析装置

一般医療機器

特定保守管理医療機器■オートクレーブ
販売名：アイクレーブミニ２

認証番号：302ABBZX00049000

一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器■技工用製品
販売名：アルチメイト
販売名：ボルバーｉ７

ＸＬ 届出番号：09B2X00016000030
届出番号：09B2X00016000149

一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース

ＴＣ２

届出番号：09B2X00016000020
届出番号：09B2X00016000022
届出番号：09B2X00016000021

販売名：レシプロハンドピース ＳＧＲ２ーＥ
販売名：オシレートハンドピース ＳＧＯ２­Ｅ
販売名：サジタルハンドピース ＳＧＴ２­Ｅ
一般的名称：手術用のこぎり

届出番号：09B2X00016000015
届出番号：09B2X00016000018
届出番号：09B2X00016000013
届出番号：09B2X00016000014
届出番号：09B2X00016000011
届出番号：09B2X00016000012

届出番号：09B2X00016000140

一般医療機器

一般的名称：歯科用電動式ハンドピース

販売名：エンドメイト

特定保守管理医療機器■オーラルサージェリー

販売名：バリオサージ

認証番号：223ALBZX00032000
認証番号：223ALBZX00037000

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ペリオメイト

管理医療機器

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント
認証番号：221ALBZX00015000

特定保守管理医療機器

管理医療機器

一般的名称：歯科用多目的超音波治療器

販販売名：ティーマックス ＺＣ
認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Ｚ４５
認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス ＸＣ
認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス ＸＳ
認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース ＦＸシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース ＦＸ６５
認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース ＥＸシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース ＮＲＳ２ 承認番号：22200BZX00204000
販売名：ＮＳＫ プロフィー ＡＲ
認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯間研磨用ハンドピース ＥＶＡ
認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ ＶＭ
承認番号：20800BZZ00762000
販売名：ストレートハンドピース ＥＸ‐６
認証番号：219ALBZX00002000

ナノ管理医療機器

１７０ 認証番号：223ALBZX00036000

販売名：バリオス■コントラアングル

特定保守管理医療機器

認証番号：230ALBZX00025000

Ｑ

一般的名称：歯科用吸引装置

販売名：ＮＬＸ

管理医療機器

認証番号：221ALBZX00019000
認証番号：223ALBZX00022000

管理医療機器

特定保守管理医療機器

販売名：プレスト
販売名：プレスト
販売名：プレスト

アクア
アクア

Ⅱ

一般医療機器ＬＵＸ 届出番号：09B2X00016000038
届出番号：09B2X00016000010
Ⅱ
届出番号：09B2X00016000009

一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース

一般医療機器

認証番号：224ALBZX00015000

一般的名称：歯科用根管長測定器

管理医療機器

特定保守管理医療機器

KaVoとMultiflex は、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSirona は、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bien AirとUNIFIX は、Bien-Air Holding SA の登録商標です。
W&H は、W&H Deutschland Gmbh の登録商標です。
iPad ® は、アメリカ合衆国およびその他の国々における Apple Computer,Inc.
の登録商標です。