デジタルトルクメーター

HP-100 / HP-10 /HP-1（オプション）
取扱説明書(2022 年 8 月現在 )WT-C023 22A

目次• ファイダプターの点検...........................................................11• 製品の用途、特長........................................................................2• 安全にご使用いただくための各注意................................3• 各部の名称と機能........................................................................4• 添付品内容、ファイダプター、
ねじ付シャフトについての説明......................... 5 〜 6• 操作の手順.......................................................................................7• digit（デジット）について....................................................7• ファイダプターを使ったドライバー測定手順............7• 各種機能説明....................................................................... 8 〜 9《ディップスイッチ》..............................................................8《トルク設定》.............................................................................8《メモリー測定》........................................................................9《アベレージ測定》................................................................10• ファイダプターの部品構成.................................................12• ソケットの利用方法................................................................13• 充電について（充電の仕方）..............................................14• データー出力の種類、アナログ出力の種類..............14• アフターサービスについて.................................................14• 検定と校正について................................................................15• 故障と決める前に.....................................................................15• 仕様...................................................................................................16• 外観図..............................................................................................16• アナログ出力仕様、
シリアル出力仕様について...........................................17• 中国 RoHS2 について..............................................................18• 校正証明書発行のご案内......................................................19• ファイダプター緩衝用スプリングの交換...................11

どんなに優れたねじ締工具でも、そのトルクを管理できなければ性能は発揮されません。この計測器は電動ドライバーのトルク設定や、トルクドライバー、トルクレンチなどの測定具のチェック、
各種回転体のトルク測定、さらにコンピューターなどの連動により広範囲な生産管理体系のシステ
ム化に対応できます。
使いやすく、正確でかつ経済的な製品として、電子、カメラ、時計、計器等の精密分野から自動車、
航空機まで様々な業界に多数採用されています。
■用●途

電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルク設定値の測定に●電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルク検査、検定、及び性能把握に●

その他、治具工具の工夫により応用範囲広汎（例）• タッピンねじ下孔径のデーター作成に• 回転部品のトルク選別機に• ビン類のフタ締力管理に• 小物部品の破壊試験器に• プラスチックねじやプラスチック部品の品質管理
に

■特 長
●

HP-1（オプション）は 10N • cm 以下の測定が可能です。

●

メモリー機能により、トルクデーターの記憶と管理ができます。
（100 データーメモリー機能付き）●

本体 1 台でトルク値の最大（Max）、最小（Min）、平均値（Ave）の確認ができます。

●

トルク表示を自動リセット（クリアー）できます。

●

トルク表示は自動でゼロ調整を行います。

●

ファーストピークモード【F.PEAK】測定により、ねじ2増締めのすべりトルクを測定できます。
●

トルクを直示するデジタル方式なので、簡単に正確に読みとれます。

●

トルクのピーク値を保持表示するので、工具等のトル
ク値を正確に設定できます。

●

CW（時計）方向、CCW（反時計）方向とも測定できるので、締付け力と戻力が簡易に測定できます。

●

CCW 方向の測定は、測定数値の前に “−” 符号がディスプレイに表示されます。

●

トルク検出部に歪み計を直接取り付けているので、機構がシンプルで堅牢です。

●

SPC（統計）システムへサポートができます。

●

小型、軽量、充電式なので持ち運びに便利です。

●

アナログ出力は、波形観測や測定結果の記録判別など、多目的に使用できます。
（アナログコードは別売品）●

データー出力はインプットツール（市販品）と接続してパソコンに取り込めます。※ P.14 を参照。

●

AC アダプターは 100 〜 240V まで対応するマルチ電源式で、バッテリーは環境に優しいニッケル水素を使用しています。

注意 正しく安全にご使用いただくために、注意事項をよくお読み下さい。
■ ご使用前の注意●ご使用前に計測器を安全に正しくお使いいただくために、必ず取扱説明書及び本体ボディーに貼付の注意シール

等を読んでお使い下さい。
●計測器をむやみに改造や分解、及び取扱説明書以外の取り扱いにより発生した故障等には、当社は一切責任を負いかねますのでご注意下さい。

■ 作業中のご注意●ドライバー等回転するものを測定する時は、回転に巻き込まれないよう周辺の環境（作業台）に注意して下さい。
●測定するドライバーの先端を計測器以外の方向には、絶対に向けないで下さい。
●異常と思ったらすぐに作業をやめて製造元又は販売店まで連絡して下さい。
●作業時の衣服は袖口、ボタン、チャック等はきちんと着用して作業して下さい。
●手袋をはめての作業は滑りやすく危険です。手袋の着用はしないで下さい。

■ ご使用上の注意● P.16 仕様内各機種のピーク時測定範囲に対して、最大許容負荷 120％以上のトルクをかけると、検出器内部が破損しますので、絶対にしないで下さい。
●充電器は NiMH 専用です。その他電池（弊社品を含む）使用の製品には、絶対に使用しないで下さい。
●ファイダプターの取り扱い

ファイダプターについての取り扱いは本文 P.11、12 をよくお読み下さい。
●連続衝撃を与えるエアードライバーやインパクトレンチなどの測定はしないで下さい。
（※）●本体を止めているねじをむやみにゆるめて分解などしないで下さい。
（精度不良の原因になります）●充電器の取り扱い

充電については本文 P.14 をよくお読み下さい。
●データ出力コネクターには、取扱説明書に記載の製品以外は接続しないで下さい。
●コード類の抜き差しはコネクターの頭部を持ち、ピン配置を確認してから行って下さい。
●計測器の使用後は必ず電源スイッチを“OFF” にして、作業を終了して下さい。

●表示板（アクリル板）をたたいたり、表示板に負荷をかけたりしないで下さい。
●校正その他の目的で、むやみに内部のボリュームをいじらないで下さい。
●乱暴に扱ったり、落としたりしないで下さい。
●計測器は周辺環境に敏感に反応するので、次の場所での使用はさけて下さい。

・水、油、その他の液体が飛散するところ・振動、粉塵、熱気等が発生するところ・室外及び電気的ノイズが発生するところ・高温、多湿のところ（適応湿度：25％〜 65％、適応温度：15℃〜 35℃）
・その他、機能障害や機能劣化を引き起こすおそれのあるところ●温度、湿度が著しく変化するところへの格納はしないで下さい。内部結露が生じ、性能劣化の原因になります。

※ エアードライバーやインパクトレンチなどの測定には専用の計測器がありますのでご相談下さい。

3

■ 各部の名称

ディップスイッチ
データー出力コネクター【DATA OUT】
アナログ出力コネクター【ANALOG OUT】
AC コネクター

トルク設定スイッチ A【SET】
トルク設定スイッチ B【▲】ブザースイッチ【BZ】

表示部

ソケット
電源スイッチ【POWER】
リセットスイッチ【RESET】
アベレージ測定スイッチ【AVE】
メモリークリアースイッチ【M_CR】
メモリーセットスイッチ【M_SET】

固定用ハンドル

測定モード切替スイッチ【MODE】
測定単位切替スイッチ【UNIT】■ 名称の機能説明
名

称

機

能

電源スイッチ【POWER】（オートパワー OFF）

ボタンスイッチによる切替 ON で (LED 点灯 )（注２参照）
10 分間放置した場合は自動的に 0FF になります。またはスイッチ操作をしていない時、トルク負荷が 10 デジット以上ない時、外部データー出力のない場合に動作します。

リセットスイッチ【RESET】

表示をリセットする場合。プリンター出力をする場合。

表示部

測定単位の表示

型式
HP-1
HP-10
HP-100N・m 表示 N・cm 表示 N・mm 表示
–
0.00
0.0
0.000
0.0
–
0.00
0
–

測定単位切替スイッチ【UNIT】

HP-10、HP-100：N•m ←→ N•cm 単位

測定モード切替スイッチ【MODE】

PEAK ←→ TRACK ←→ F.PEAK 切替
PEAK：
トルクの最高値を保持表示します。（リセットボタンで数値解消）
TRACK：
トルク変化につれて、表示が変化します。（トルク解除で数値解消）
F.PEAK：
トルクの変化に応じて、最初のピークダウンを捉え測定すると同時に、その値を保持表示します。

AC コネクター

充電器を接続します。

アナログ出力コネクター【ANALOG OUT】

アナログ電圧出力を行います。

データー出力コネクター【DATA OUT】

【RESET】操作により、測定データーを出力します。
出力を利用することにより、SPC システムが可能です。（注１参照）

ディップスイッチ

オートリセットのタイマー設定。データー出力の ON（P.ON の点灯）

トルク設定スイッチＡ【SET】

測定値に対してブザーの設定値を決めます。

HP-1：N•cm ←→ N•mm 単位

メモリーセットスイッチ【M_SET】

メモリー機能の ON（LED 点灯）←→ OFF の切替

トルク設定スイッチＢ【▲】値に対し、ブザー設定値決めと設定値以上でのブザー動作（ブザー警告）を決めます。

ブザースイッチ【BZ】

ブザー機能の ON（LED 点灯）←→ OFF の切替

メモリークリアースイッチ【M_CR】

メモリー消去アベレージ測定スイッチ【AVE】

Min ←→ Ave ←→ Max の切替
アベレージ機能の ON（LED 点灯）←→ OFF の切替とアベレージ閲覧切替

ソケット

ファイダプターや各種被検体アタッチメントなどの嵌合口です。

注１：SPC システム（Statistical Process Control）とは、測定データー記録や統計演算処理が行え、さらにパーソナルコンピューターの接続が可能で、高度な情報処理システムに発展でき、生産管理の一環として役割を果たします。
注 2：ブザーが鳴るまで電源スイッチを押して、直ぐ離して下さい。

4

■ 添付品内容
添付品
型式

安全カバー付き
ファイダプター

ねじ付きシャフト

ハイオスシャンク∅ 5 六角シャンク

ファイダプター
緩衝用スプリング

グリス
（※）

専用充電器

検査成績書

黄色スプリング（両用シャフト）対辺 5 mm（上）対辺 6.35 mm（下）
品番 TF6XG-0010
１ケHP-100

ハイオスシャンク∅ 4
標準型
ドライバー用
測定範囲：
0.5 〜 3 N・m（黒色スプリング）
品番 TF5G-Z
１ケ

測定範囲：
0.15 〜 0.6 N•m
品番 CL65-0040
１ケ

品番
TF-G3
１ケ

品番 TF5G-0010-4
１ケ

ハイオスシャンク∅4

品番
TCH-MULTI
１ケ（AC100V 〜
240V 対応）

１枚

HP-10

測定範囲：
0.15 〜 0.6 N・m（黄色スプリング）
品番 TF4G-Z
１ケ

HP-1※ グリスは安全カバー付きファイダプター及びねじ付きシャフトの塗布用です。
● 本体・添付品とも専用の軽量アルミアタッシュケース入り。

5

●ファイダプターについて
安全カバー付き
電動ドライバーの設定トルク値のチェックに当たり、高速回転で生じるイナーシャを吸収緩和し、実際のタッピンね
じのねじ締めに近い効果を再現させるためのアダプターです。
クラッチ式トルク制御型ドライバーの管理を行う時、このアダプターをソケット口に嵌合し、ドライバーを回転させてクラッチが切れた時（自動停止）のトルク値を検出します。又、ファイダプターは安全面を重視して安全カバー付
きタイプです。
（安全カバー付きファイダプターは以後の本文説明はファイダプターと略称します。
）

ファイダプターのリミットラインご利用のご案内
ファイダプタ－はスプリングを締める→緩めるを数回繰り返して電動ドライバーの出力トルク値をチェックする方式
ですが、一定条件で測定していただく「リミットライン」を設定しました。ご利用下さい。

ご利用方法 （ファイダプターを緩める（もどす）場合）（安全カバーの背面）

緩める範囲：

ベアリング受け上面の角が、リミットラインと点線の範囲内に入るように緩める

緩めるリミット
ライン範囲

ベアリング受け（部品名称）

ファイダプタ－ご使用上の注意（トルク値の測定精度を保持するため）・ご使用後はリミットラインまでスプリングを緩めて保管して下さい。

・リミットラインは長期間光沢を保持するシルク印刷を行っていますが、表面にキズを付けたり、薬品（ベンジン・アルコール系）などで拭くと、品質の劣化につながります。ご注意下さい。
・取扱説明書記載の「ファイダプターの保守・点検」項目に、ねじ付きシャフト交換目安 2,500 回を参考にされて新品と交換することをお薦めします。

●ねじ付きシャフトについて（HP-100 添付品）
計測するドライバーのビット受け口がハイオスシャンク∅５と異なる場合は、添付のねじ付きシャフトに入れ替えてご利用下さい。
（ 緩衝用スプリングの交換 P.11 で分解を参照）

6

■ 操作の手順

8. 電動ドライバーのトルク測定をする時は、ファイダ

最初に計測器の充電状態を確認して下さい。
【POWER】
スイッチ ON で充電量が不足の場合、表示板に “LOBAT”の表示がでます。“LOBAT” が表示された場合は 3 時間
以上、6 時間を越えないで充電を行って下さい。充電
は専用充電器をお使い下さい。

ドルで本体をしっかりと固定して下さい。
2. 【UNIT】スイッチを目的の位置にセットします。
N•cm）又は（N•cm

ドライバーの測定方法を参照）
9. 上記以外のいろいろな工具のトルクを測定するときは、ソケット口に合うアタッチメントを工夫することにより可能です。
（ソケット利用方法を参照）

10. 測定終了後は必ず【POWER】スイッチを OFF にして、

1. 本体を安定させて下さい。必要に応じて固定用ハン（N•m

プターをご利用下さい。（ファイダプターを使ったN•mm）

ソケット口からすべてを取り除いて下さい。

■ digit（デジット）について
digit とは小数点に関係なく表示される数値の単位です。

3. オートゼロ調整を行って下さい。【MODE】スイッ
チを TRACK に入れて、【SET】スイッチと【▲】スイッ例） 表示が 0.001＝

1 digit

チを同時に 2 秒以内に押して下さい。オートゼロが

0.025

＝

25 digit

行われます。

0.10＝

10 digit

1.25＝ 125 digit※ 2 秒以上経過した場合は、他モード操作に変わります。その場合は【RESET】スイッチを押して、再度オー
トゼロ調整を行って下さい。
4. 【MODE】スイッチを【PEAK】又は【F.PEAK】に入れて下さい。
    ・PEAK で測定する場合は、トルクをかけるとピーク値を捉え、表示します。ピーク測定は 15digit（デジット）
以上の入力信号が入ると、ホールド状態になります。
但し、最初のピーク値以上のトルクが加わるとそれを新たなピーク値として捉えて表示します。トルクをかけると表示数字は変化します。
    ・F.PEAK で測定する場合は、最初のピークダウンを捉え、数値を表示します。
（注意）再度トルクをかけても表示値は変化しません。
※ digit 説明については P.7 を参照。
5. 値をキャンセルする時は【RESET】スイッチを押して下さい。
6. CCW（反時計）方向測定は、測定数値の前に “−”符号がディスプレイに表示されます。
7. インプットツールを利用してデーター出力をする場
合《ディップ》スイッチ NO.3 を「ON」に入れ（P.ONの LED 点灯）
、本体【MODE】スイッチは【PEAK】の位置に入れて下さい（P.8 ディップスイッチ参照）。
計測器で測定した数値は【RESET】スイッチを押すとインプットツールがデーターをキーボード信号に変換してパソコンの表計算ソフトに数値を表示します。
（【RESET】スイッチはキーボードの ENTER キーと同じ機能です。
）データーを出力するには 15digit 以上の入力信号が必要です。
例）計測器 HP-100、N ･ m 単位にセットして測定した数値が 0.15 ならキーボードから 0.15 と入力した事と同じになり、【RESET】スイッチを押すとパソコンの画面には 0.15 を表示します。
  ・ CCW 方向で測定した “−” 符号のディスプレイ表■ ファイダプターを使ったドライバーの測定手順
1. 計測器のソケット口にファイダプターをセットします。測定用ドライバーのビット受口をファイダプ
ターの頭部に嵌合させて下さい。
※ HP-100 は∅５ファイダプター（ハイオス標準型ドライバー用）以外のドライバービット受け口に適用した２
本（３種類）のねじ付きシャフトを添付しています。ビッ
ト受け口形状が∅５以外の場合は、添付のねじ付きシャフトに入れ替えてご使用下さい。
（緩衝用スプリングの交換 P.11 で分解を参照）
2. ドライバー【FOR/REV】スイッチを【REV】（逆回転）に入れ、ファイダプターのスプリングを少しゆるめて下さい。（スプリングが少し指で回る程度のゆるみ）
3. 【RESET】スイッチを押して計測器の表示をゼロに調整して下さい。
4. ドライバー【FOR/REV】スイッチを【FOR】（正回転）に入れ、ドライバーが自動停止するまで回転させて下さい。
（ファイダプターのスプリングは締まる）
5. 停止したところで、計測器の表示部には測定値がデジタルで表示、保持されます。この値が測定用ドラ
イバーの出力トルクです。
6. ドライバーを【REV】に入れてファイダプターを一定のゆるみに戻してから、計測器の値を【RESET】スイッチを押して、表示数値をキャンセルして下さい。
7. 以上の動作を繰り返し行い出力トルクを確認します。
又、トルク設定に際してはドライバーの出力トルクの目安表（ハイオス電動ドライバー取扱説明書参照）に基づき、トルク目盛りを見ながら、ドライバーのトルク調整ナットをゆるめたり、締め付けたりしな
がら適正な位置に設定して下さい。

示データーは、パソコン画面には同じように “−”符号の数値で表示されます。
7

■ 各種機能の説明《トルク設定》出荷時はブザーは ON に設定。最大許容負荷が変わっ《【ディップ】スイッチ》【ディップ】スイッチの切替えは必ずた時、警告ブザーが鳴るように設定されています。又、トルクの設定値を任意に設定できます。その設定値に電源が OFF の時に行って下さい。

対してブザーによる測定の確認が出来ます。

● オートリセット

動作内容【ディップ】スイッチの設定
ディップスイッチ No.

設定値
A.RESET TIME
1

100 の場合

100 ＜出力 ON（表示が 100 以下になった場合解除）

2

3

4

1秒

ON

ON

−

−

2秒

ON

OFF

−

−

5秒

OFF

ON

−

−

OFF

OFF

OFF

−

−

あり ( ※ 2)

−

−

ON

−

なし

−

−

OFF

−

オートリセット実行までの動作時間（※ 1）

データー出力P.ON/OFF( ※ 1) オートリセット ON の時は【RESET】スイッチ使用不可( ※ 2) データー出力コネクターにプリンター又は PC（インプットツール）等が接続されず、P.ON/OFF が ON になっている場合に、リセットを行うとエラー表示が出ます。

エラー表示

設定値

トラック

ピーク
リセット

ブザー

ON

ON

トルク設定モード時のスイッチ機能
使用スイッチ
①

②

③

RESET

SET
①【SET】スイッチ

1. 2 秒間押し→繰り返しでトルク設定モード《データー出力》
1. 【MODE】スイッチを【PEAK】または【F.PEAK】にセッ
トして下さい。
2. ディップスイッチのデーター出力 (3 番 ) を ON に設定します。
3. データー出力コネクターにプリンター又は PC（インON − OFF 切替
2. トルク設定モード ON 時
押す毎に表示点滅部
点滅シフト動作が左へシフトし、最大（4 桁目）の次は右端へ戻ります。

0又は1（最大表示）

0〜90〜9②【▲】スイッチ

プットツール）等を接続して下さい。
（接続されていな

トルク設定モード

い時、リセットを行うとエラー表示が出ます。
）

ON 時、 押 す 毎 に（小数点位置の混載したデーターを出力できないプ

点滅部の数値が 0

トルク値設定 ＜使用例＞
初期値が 0 の時、設定値を0100 とする場合

リンターは、プリンター側でエラーが発生します。）〜 9 まで変化しま

4. 測定を行い、リセットする事で表示値を出力します。

す。4 桁目の最大測定待機状態（AVE 値については、出力はしません。）

表示は 0 又は 1 で

メモリーデーター出力（メモリー機能 ON）

す。

注意：オートリセットは解除して下さい。
1. リセットボタンを 2 秒押します。
2. 表示部が “Prn” と点灯します。

①【SET】
スイッチ（ローテーション）③【RESET】スイッチ
測定待機状態にし表示最小桁点滅ます。トルク設定
3. 表示部が “Prn” と点灯の時リセットボタンを押します。
4. 表示部が 0001 から記憶番号が点滅し全トルク
データーの出力を出力します。

途中で作業の中断をしたい場合（トルク設定モードはOFF になります）。

①【SET】
スイッチ
②【▲】
スイッチ
①【SET】
スイッチ

8

0〜9

2秒間押す。
トルク設定ON

設定値が点滅する。

２回押し、３桁目を点滅させる。

１回押し、３桁目
を１と点滅させる。

2秒間押す。
トルク設定OFF
設定終了

《メモリー測定》

記

使用目的

測定トルク値を記憶し、日常作業の管理を行います。

トルク値の記憶 ＜使用例＞(メモリー機能ON LED点灯)

動作内容

測定待機状態

測定トルク値の記憶及び閲覧を行います。
記憶容量

→

憶（図１）

ファイダプター等を使用し、ソケットとドライバーのトルク測定 ドライバーを嵌合動作する。

0001 〜 0100 までの 100 データー③【RESET】スイッチ

1. 記憶データーは、自動で番号の割り振りを 0001から順番に行います。
（すでに記憶値がメモリーされている場合（図１）は、次の記憶番号を初めとし、記憶を行います。
）
2. データーを閲覧したい場合は図２を参照。
3. 最大記憶数までデーターが入った場合は部分消去（図３）又は全消去（図４）を行い次データーの記憶を行います。
オーバーフロー表示（最後の記憶番号まで記憶し次の記憶になった場合は、オーバーフロー表示
として “FUL” と表示させ点滅します。
解除は【RESET】スイッチを押します。
）
メモリー測定するためのスイッチ機能
②

SET

覧（図２）

メモリートルク値の閲覧 ＜使用例＞（メモリー機能ON LED点灯）（データーが記憶されている場合）
測定待機状態①②【SET】【▲】スイッチ

どちらかのスイッチを１回押し、記憶番号0001とそのトルク値を交互に点滅する。

①【SET】スイッチ

１回押し、下位の記憶番号0002とそのトルク値を交互に点滅する。

②【▲】スイッチ

１回押し、上位の記憶番号0001とそのトルク値を交互に点滅する。

③【RESET】スイッチ

閲覧解除 【RESET】スイッチを押す・30秒間放置した場合・作業のトルク信号が出た時部分消去（図３）

使用スイッチ
①

閲

③

④

⑤

RESET

M_SET

M_CR

メモリートルク値の部分消去 ＜使用例＞（メモリー機能ON LED点灯）（データーが記憶されている場合）
測定待機状態
メモリートルク値閲覧状態①【SET】スイッチ
メモリー測定 ON 時、メモリーした下位番号に移動⑤【M̲CR】スイッチ解除

します。
②【▲】スイッチ
メモリー測定 ON 時、メモリーした上位番号に移動します。
③【RESET】スイッチ
メモリー測定 ON 時、メモリー測定待機状態にします。
（測定終了する時、閲覧をやめる時、消去を中断する時）

消去⑤【M̲CR】スイッチ⑤【M_CR】スイッチ
メモリーの消去を行いたい時※ P.ON、OFF に関係なく P.8（データー出力）の内容で、データーを出力します。それ以外では出力はしませ部分消去表示
１回押し点滅する。
リセット又は30秒放置した場合
１回押し、消去された記憶番号部に下位記憶番号に有ったトルク値がシフトされ記憶する。(※1)

DATA2の消去前

シフト

DATA1
0001

DATA3
0003

DATA2
0002

DATA4
0004

DATA2の消去後
DATA1
0001

2 秒間押し→繰り返しでメモリー測定 ON（LED 点灯）− OFF に切替ます。

消去したいトルク値を表示させる。

（※ 1）④【M_SET】スイッチん。

１回押し、トルク値の記憶番号を点滅する。
繰返し作業を行われた場合も同じ。
(オートリセットも同様)

DATA3
0002

DATA4
0003

0004

全消去（図４）
メモリートルク値の全消去 ＜使用例＞（メモリー機能ON LED点灯）（データーが記憶されている場合）
測定待機状態
全消去表示⑤【M̲CR】スイッチ
解除

２秒間押し

点滅する。

リセット又は30秒放置した場合消去⑤【M̲CR】スイッチ

１回押し、フォーマット（5秒）

メモリー測定先頭へ

9

《アベレージ測定》※ アベレージ測定に入る前に、必ず【MODE】スイッ

使用目的

チを PEAK か F.PEAK にセットして下さい。アベレー

簡易な日常作業のドライバートルク管理を行います。

動作内容

チは効かなくなります。

外部 PC 等を使用せず測定したトルク値の、最小(Min)・平均（Ave）・最大（Max）を確認できます。
データーの記憶は 10 個までですが、データーの測定には上限がありません。
記憶容量→0001 〜 0010 までの 10 データー

1. データーは、自動で番号の割り振りを 0001 から順番に行います。
（マイナス表示は記憶しない。）（測定機能解除時にデーター自動消去）
2. データーが仮に 6 個しかない場合は、6 個に対しての各値を表示します。
0001

0002

0003

0010

0001

0002

0003

0009

0010

0001

0002

0003

0009

0010

1個目削除

11個目を入力

アベレージ測定時のスイッチ機能
使用スイッチ
③

⑥

RESET

AVE

③【RESET】スイッチ
アベレージ測定 ON 時、アベレージ測定待機状態にします。
（測定終了する時・閲覧をやめる時）⑥【AVE】スイッチ
2 秒間押し→繰り返しでアベレージ測定 ON（LED
点灯）—OFF 切替をします。アベレージ測定 ON 時、
1 回押す毎に図 1 を繰り返し表示閲覧する。
アベレージ測定 ＜使用例＞(アベレージ機能ONの場合 LED点灯)
測定待機状態ドライバーのトルク測定 ファイダプター等を使用し、ソケットとドライバーを嵌合動作する。
③【RESET】スイッチ

１回押し 0001 点滅する。
(オートリセットも同様)
何回か行程を繰り返し、データを取る。

アベレージ閲覧(アベレージ機能はOFFせず閲覧を行う。OFFした場合、データーは消去される。)⑥【AVE】スイッチを１回押す毎に、Min・Ave・Maxの値が表示部に点滅表示される。
図１
最小値 (Min)10

ジ測定 ON の時は【MODE】スイッチ、【UNIT】スイッ

平均値 (Ave)

最大値 (Max)■ ファイダプター緩衝用スプリングの交換

使用しないときは、スプリングをゆるめた状態にし（HP-100 の添付品）

HP-100 には黒色スプリング（強）と黄色スプリング（弱）て下さい。
8. ファイダプターと測定物との嵌合は正しく行って下さい。

の２種類が用意されています。∅５ファイダプターには予め黒色スプリングがセットされています。低い方

9. ファイダプターの変形や改造したものは使用しないで下さい。

のトルク測定には黄色スプリングに交換してご使用下さい。
●※ 部品に塗布するグリスは添付品をお使い下さい。又、別売品としてグリスを取り扱っておりますので、ごファイダプターの頭部にドライバービット受け口を嵌合させ、ドライバーを逆回転させて、ねじ付きシャフト部分をゆるめてスプリングを交換して下さい。

利用下さい。（品番 TF-G3)●

ファイダプターの保守・点検について

1. ファイダプターの構成部品①、②、⑤（図参照）は、
定期的にグリス※を塗布して下さい。
2. ご使用前には必ず次の部品の点検をして下さい。
(1) ①、②、⑤の部品にグリスが塗布しているか。
(2) ねじ付きシャフトの曲がりやねじ山が摩耗していないか。
(3) ねじ付きシャフトに異物（ゴミ）が付着していないか。
3. ファイダプターは消耗部品です。定期的な点検と交換を励行して下さい。

■ ファイダプターの点検
ファイダプターの取り扱いについて下記をよくお読み下さい。
●

ファイダプターの取り扱いについて

1. ファイダプターに表示されている測定能力以上の負荷は絶対にかけないで下さい。
2. ドライバーとそのトルク値に見合ったファイダプ
ターを使用して下さい。
3. ファイダプターは常にゆるめておき、測定終了後はソケット口から全てを取り外して下さい。
4. 測定の時は、ドライバーとファイダプターはできる
だけ垂直にして、上面からのトルクは目安として５kg 以下として下さい。（低トルク用ファイダプターは目安として２kg 以下です。）
5. 連続測定を行う時は、ファイダプター構成部品①、②にグリス※を塗布して下さい。

6. 測定サイクルは５秒以上として下さい。それ以外のサイクルでの測定は、部品の摩耗を早めることになりますので、ご注意下さい。
7. ファイダプターを締め付けた状態で、放置や保管は絶対にしないで下さい。
11

■ファイダプターの部品構成

部品の名称

種

類

品

番

ハイオス∅ 4TF5G-0010-4
HP-100ハイオス∅ 5TF5G-0010①ねじ付きシャフト
六角シャンク（両用タイプ）TF6XG-0010
HP-10
ハイオス∅ 4TF4G-0010
HP-100
TF5-0020② ベアリングセット
HP-10
CL65-0250
HP-100TF5G-0030③ ベアリング受け
HP-10
TF4-0030
黒色スプリング（0.5 〜 3N･m）
TF5-0051④ スプリング
黄色スプリング（0.15 〜 0.6N･m）
CL65-0040
TF5G-0050⑤ 安全カバー付きねじ HP-100
HP-10
TF4G-0050
付きシャフト受台

①

②

③

⑤
④

［部品交換目安］部品①〜⑤は上部参照①②：１ストロークを１回とし約 2,500 回ごとに交換が必要。
①：ねじ付きシャフトの曲がり、ねじ付きシャフトの注意

ねじ山の摩耗。
④：スプリングは部品①を交換する時、同時に行うの①の部品は、摩耗や金属疲労等でシャフトが破損しが目安。

ても安全カバーにより保護されますが、さらに安全⑤：安全カバー付きねじ付きシャフト受台は 5,000 回と性能を維持する上で、［部品交換目安］に従い早に一度は交換が必要。

めの交換をお勧めします。

その他の部品の種類（別売品）
名称

ファイダプター

種

類

ハイオス

（安全カバー付き） シャンク∅ 4
ファイダプター

六角シャンク（安全カバーなし） 対辺 6.35mm
ファイダプター

六角シャンク（安全カバーなし） 対辺 6.35mm
HP-100 用
標準添付品一式

12

測定範囲
0.25N･m 以下

品

番

備

考

ハイオスミニ型

TF4SG-Z

ドライバー測定用※1

3 〜 9N･m

TF6UP-Z

3 〜 9N･m

TF6U-Z ※ 2
TF5G-SET

CL-9000、充電式 F 型
ドライバー測定用
高トルクドライバーのレバー式対応取扱説明書 P.5 標準添付品参照（充電器と検査成績書は除く）※ 1  TF6UP-Z
35mm※ 2  TF6U-Z
15mm

■ ソケットの利用方法

自作アタッチメントのご注意

計測器はアタッチメントの工夫によりドライバー以外●

ソケット口とアタッチメントにガタがないことのいろいろなトルクを測定することができます。ア●

タッチメントの設計の工夫には次の事項に注意して下アタッチメントは測定中破損しない十分な強度とする●

ソケット口への垂直トルクは 10kg 以下とする●

ソケット口にインパ クトトルクがかからないようにす

さい。

る
●

その他トルク計測器の原理に反しないようにする

ソケット明細
HP-10・P-100

9.0

+0.04

20.0 -0.02

0.5

10

6.0

24.0

29.0

6.0

6.0

0゜
45.

20.0 -0.02

+0.04

.0

4-M3.0タップ+0.060

9.5 +0.035

6.0

2.7
5.0

（ご注意）

ソケット部の寸法表示は

HP-1

原寸大ではありません。

±0.5

深さ14mm-0□ 6.35 +0.05

13

■ 充電について■ アナログ出力の種類

充電は必ず専用充電器で行い、充電するには本体電源
スイッチは “OFF” の状態で行って下さい。最初に充電

アナログ出力コードは別売品です。（アナログ出力専用
コード 1.5m 品番：HP-8060） 計測器に接続可能なア

する時は６時間で満充電になります。

ナログ出力の種類は下記のいずれかです。
ペンレコーダー、ビジライトレコーダー、オシロスコー

注意

プ、電圧計等●

充電時間は最大６時間までとして下さい。

●

この充電器は、NiMH 専用です。その他電池（弊社品を含む）使用の充電には絶対に使用しないで下さい。

※ ご使用の際は各社製品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

■ アフターサービス●

充電中は使用しないで下さい。

●

表示板に “LOBAT” の表示がでたら測定を止め、充電を

保証期間はお求めの日から１年間です。

行って下さい。

同封してある保証書に必ず「販売店名、販売店印、顧客名、●専用充電器を他目的に使用しないで下さい。

購入日」をご記入の上、保証内容をよくお読みの後、大●充電器コードの上に重い物を乗せたり、折ったり、縛ったりはしないで下さい。
充電器の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを

●

●

保証書

切に保管して下さい。保証書に販売年月日、販売店印の記載なき場合は無効となりますので、ご注意下さい。修理の際には保証書を添えてお買い上げ店にお届け下さい。

“OFF” にしてから行って下さい。

●

本体内の電池は絶対に外さないで下さい。

修理は保証書に記載の内容に応じて、有償又は無償で修理修理いたします。

危険

1. 次の内容は保証期間中でも有償修理になります。

充電の最大時間を超えると、発熱や破裂、又は火災●●などの原因になります。

(1) ご使用上の誤りや不当な分解、さらに修理や改造による故障及び損傷。
(2) 本体内、ソケット口、スイッチ等に不慮に油が入り込んだり、注油した事による故障。

■ 充電の仕方
1. 計測器の電源スイッチを “OFF” にして、充電器プラグ
を充電器コネクターに差し込み、接続して下さい。
2. 充電が終わったら充電器プラグを引き抜き、電源ス
イッチを “ON” にして、表示がでるか確認して下さい。
3. 充電器は冷ましてから、保管して下さい。

(3) お買い上げの後の落下や、輸送時による故障及び損傷。
(4) 火災、ガス害、地震、風水害、異常電圧、その他の天災異変による故障及び破損。
(5) 保証書のご提示がない場合。
(6) 保証書に、お客様名、販売年月日、販売店印の無き場合又は、字句を書き替えられた場合。

■ データー出力の種類(7)「校正」、「点検」、「検査」の要求や、ファイダプター
等の消耗品の交換は有償扱いになります。

測定データーのパソコンへの取り込みにはミツトヨ社
製インプットツールをご利用下さい。
（市販品）

2. ただし、次の内容は無償で修理いたします。

● USB 変換タイプ(1) 受託校正後、3 月以内に同じ箇所の修理が生じた場合。

品番：IT-016U
接続ケーブル (5P)

06AGF590   2m（別売品）※ 製品については（株）ミツトヨ又はご購入の販売店までお問い合わせ下さい。

(2) 点検及び校正後、3 月以内に再度点検及び校正の必要が生じた場合。
※ 無償修理について、上記 1 項の (1) 〜 (4) に該当する
場合は除きます。
●

修理にお出しになる場合の運賃、諸経費はお客様のご負担となります。

アフターサービスについてのご不明な点は、お求めの販売店又は、弊社校正ラボまでお問い合わせ下さい。
14

■ 検定と校正■ 校正及び修理に出される場合の注意

計測器の検出部は独特の構造設計で、精度は長期にわた

1. 必ず専用アタッシュケースに入れてお出し下さい。

り安定したトルク精度を保有しますが、その精度を随時輸送中の衝撃、落下により破損事故が生じますので、チェックできる検定治具（検定バー）があります。ただし、必ずアタッシュケースに入れて下さい。

それを用いた場合でも弊社による検定と校正は最低１年に１度は実施して下さい。その検定及び校正は弊社でお引き

2. 純正の添付品以外はアタッシュケースに入れないで下さい。

受けしますので、ご利用下さい。
（有料）

お客様側で制作された取付板、治具、又は余分なビット等は絶対に入れないで下さい。当社での責任は負※ 出荷時には、弊社試験精度に基づき校正を行っておりますが、ご使用条件や製品の経年変化等で校正値が変化する場合がありますので、オーバーホールをいかねます。
3. 故障内容はできるだけ詳しく書いて下さい。

含め定期校正を弊社にて行っております。又定期校
正添付書類については国家基準との体系図等も添付いたしておりますので是非ご利用下さい。

■ 故障と決める前に！
故障と決める前に、下記表に従い調べて下さい。尚、異常のある時はお求めの販売店又は、弊社まで連絡を下さい。
症状表示板に “LOBAT” の表
示がでる。

原因
• 充電不足。

処置• 充電をして下さい。P.14 参照。
それ以外は弊社まで連絡を下さい。

表示板に何も表示がでな • 長期間使用していない又は、完全放電し • 電源スイッチを “OFF” にして満充電した後、電源スイッていませんか。
チを “ON” にして、表示がでることを確認して下さい。
い。
表示がでたら６時間以内の充電を行って、通常にご使用下さい。
それ以外は弊社まで連絡を下さい。
ゼロにならない。

• ゼロ調整ができていない。

• オートゼロ調整をして下さい。

ホールドしない。

•【MODE】スイッチが【TRACK】になっている。 •【PEAK】に設定して下さい。

充電ができない。

• 充電器プラグが深く差し込まれていない。

• プラグの差し込みを確認して下さい。

• 他の端子に接続している。

• 充電器コネクターに接続して下さい。

• バッテリーの寿命。

• 修理にお出し下さい。

• 充電不足。

• ６時間を越えない範囲で再充電をして下さい。

表示板に何らかの数値が • ノイズによるデーターの表示数字。
（電源 ON 時など）表示される。

•【RESET】スイッチを押して削除して下さい。

それ以外は弊社まで連絡を下さい。
充電しても表示板に充電不足の表示が出る。

15

■ 仕様
型式

HP-1
N•m

ピーク時測定範囲

N•cm

0.15 〜 10.00

N•mm

1.5 〜 100.0

精度（注）

HP-10

HP-1000.015 〜 1.000

0.15 〜 10.00

1.5 〜 100.0

15 〜 1000± 0.5% 以内（F.S.）

電源

1.2V NiMH × ５セル

充電時間1000mA

６時間以内

満充電時の連続使用

８時間

バッテリー寿命

約 300 回充電可能

寸法

外観図参照

重量

1.8kg
入力 AC 100V 〜 240V 対応 50/60Hz
出力 DC 7.3V 〜 8V 0.5A

専用充電器

・ 最大許容負荷以上のトルクは絶対にかけないで下さい。
・ バッテリー寿命は使用状況により変化するため、この値を保証するものではありません。
（注 1）

精度フルスケールにて± 0.5% 以内
各トルクメーターの検査値に対して（４ポイント）MAX の値を当てはめ、ユーザー様に対しての保証値内としております。

（注２） 試験精度
社内検査をする場合は、精度を± 0.3% + 1 digit 以内にしております。

外観図
30

47.5

12.75

230

Digital Torque Meter

Min

Ave

Max

95

P.ON

TRAK

POWER

SET

124

PEAK

ON

BZ

MODE

M_SET

M_CR

AVE

12.7

12.2

UNIT

62.5

F.PEAK

RESET

単位：mm

25

65.2

35

50

35

( ご注意 )
HP-100・HP-10・HP-1 の本体寸法は同寸です。ただし寸法表示は原寸大ではありません。

※ 仕様及び外観の一部を改良のため、予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

16

■ アナログ出力仕様
表示 1000 → 約１V■ シリアル出力仕様④ RD

1. コネクターピン配置
ミツトヨ：データー受け取り要求⑤ REQ ：外部からデーター出力の要求を

MQ65-5Pする① GND ：グランド①〜④：オープンドレイン⑤：VDD (1.55 V ) にプルアップされ② DATA ：下記のフォーマットで-0.3 〜 +7 V (400 µA max.)

データーを出力する
③ CK

：クロック

ている

2. データーの出力フォーマット
13 デジットが次の順に出力されます。

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

符号
エントリー・ナンバーd9

d10 d11 d12

d13
小数点位置
数値データー

データー・タイプ

各デジットはそれぞれ 4bit バイナリで表され、LSB から 20 → 21 → 22 → 23 の順に出力されます。
3. タイミングチャート

MIN

MAX

UNIT

T0

2

—

sec

T1

0.2

0.4

sec

T2

0.2

0.4

mS

T3

0.5

1

mS

T4

0.2

0.4

mS

17

■中国 RoHS2 について
下記の表は中国 RoHS2 に関する表です。
中国に輸出される場合で中国税関から問合わせがある場合は、この表を提示してください。
有害物质名称及含量标识格式
产品中有害物质的名称及含量
有害物質
部件名称

电路板总成

铅（pb）

汞（Hg)

镉（Cd)

六价铬
（CR(VI))

多溴联苯
（PBB）

多溴二苯醚
（PBDE）

×

○

○

○

○

○

外壳

○

○

○

○

○

○

充电池

×

○

○

○

○

○

电源适配器

×

○

○

○

○

○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○ ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
× ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

また、別途に製品および製品の個装箱にも下記「中国 RoHS のマーク」が必要です。
万一、マークがない場合で緊急の際は、「中国 RoHS のマーク」を切り取り、製品および個装箱に貼付してください。
あるいは、お手数でも弊社営業部までお問い合わせください。
「中国 RoHS のマーク」

18

校正証明書発行のご案内

株式会社＜ FAX 送信先：03-6657-0888 ＞
この度はハイオストルク計測器をお求めいただき、誠に有り難とうございます。
トルク計測器には「検査成績書」が添付されております。ご購入後、校正証明書等の必要があれば、有料にて発行させていただきます。（必要事項に記入して FAX 送信して下さい。）
1. 校正証明書の発行● 校正証明書● トレーサビリティー体系図7,500 円（２点セット）

2. 受託校正（修理）をされる場合の校正証明書について校正完了後に ①校正証明書、②トレーサビリティー体系図、③検査成績書の３点が自動的に添付されます。
（無料添付）
3. 校正証明書のお申し込みは、お買い求めの販売店にご連絡下さい。
◎ お客様から上記 1. の 2 点セットを要求する際は、製品に添付の「検査成績書」をご用意いただき、下記の発行依頼書に必要事項をご記入下さい。記入後は販売店までお申し出下さい。
※ 校正証明書発行についてのご不明な点は、弊社業務グループまでご連絡下さい。

（株）ハイオス 業務グループ
キ

リ

ト

リ

TEL：03-6661-8777
セ〈校正証明書２点セット

ン

発行依頼書〉 〈複写してご使用下さい。〉

お客様名：

電 話 番 号：

検査成績書の証明書番号：

機 種 名：

製造 NO.：

校正年月日：
記入後、販売店迄お申し出下さい。

販売店様にお願い！
販売店名：

上記項目の記入を確認後、（株）ハイオス 業務グループまでご連絡下さい。
担当者名：

電話番号：

依頼日：

代理店名

19

株式会社
〒131-0045 東京都墨田区押上1-35-1
TEL：03-6661-8777 FAX：03-6657-0888
www.hios.com