小型多チャンネルデータ収録システム

MULTI RECORDER

TMR-300 Series

ひずみゲージ ひずみゲージ式変換器

直流電圧

熱電対

矩形波および正弦波

電荷出力型
CAN 信号 GRS 信号
圧電式加速度計CANTokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.

GPS

小型多チャンネルデータ収録システム

マルチレコーダ TMR-300シリーズ
マルチレコーダTMR-300シリーズは目的に応じて各種センサ入力用の測定ユニットを容易に組合せることができる小型多チャンネルデー
タ収録システムです。小型・軽量なため、取付けスペースに制限のある既設構造物(設備機械、橋梁など)だけでなく、自動車、航空機、船舶などの移動体へも設置および測定が容易に行えます。自動車においては走行性能評価試験をはじめ、操作性、乗り心地や安全性にいたる
多種の試験で使われているセンサに対応した機能を持っています。
各種センサの入力となる測定ユニットは、ひずみゲージや直流電圧、熱電対などに対応し、最大80点の測定が可能です。波形記録だけでなく、リアルタイム頻度解析処理（オプション）が可能です。コント
ロールユニットと10台の測定ユニットを連結させて省スペースに設置できるだけでなく、ユニットを分散させてセンサ近傍に設置することもできます。
コントロールユニットは各種インターフェースを搭載し、各種設定や測定開始は表示ユニットから操作します。U S B・L A Nインター
フェースでパソコンからの操作や、内蔵の無線LANを用いて、タブ
レット型パソコンにて操作、モニタ表示が可能です。

ひずみゲージ ひずみゲージ式変換器

直流電圧

熱電対

矩形波および正弦波

電荷出力型
CAN 信号 GRS 信号
圧電式加速度計CAN

GPS

TMR-381◎自動車など車載試験時の計測
コントローラとして◎道路の動的載荷試験時には、
L A Nケーブルで表示ユニットを延長し試験車両を確認しながら計測することも可能

長時間記録モード（連続データ出力機能）を搭載
コントロールユニットT MR-311とパソコンをL A Nケーブルで接続することで、測定データを直接パソコンに記録できます。
データメモリやSDカード容量に依存しない長時間の記録が可能なため、疲労試験などの測定にも有効です。

イーサネットハブ

LAN

LAN
データ

測定データはパソコン HDD などの記録媒体に保存※リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300（標準添付）または、
RD-7640（別売）を使用

ノイズに強いひずみ搬送波ユニット
T MR-300シリーズは、ノイズに強い搬送波型の測定ユニットを揃えており、誘導ノイズや商用電源ノイズなどが多い測定現場でも高い精度の測定が行えます。搬送波型のメリットは、熱起電力や商用電源ノイズなどの低周波ノイズの影響を受けないことや、SN比が高く安定性に優れていることです。最大80点まで拡張できます。
対応ユニット: ひずみ搬送波ユニットTMR-323

ノイズがのった現象波形

ひずみ搬送波ユニットで測定 ノイズ低減

目的に合わせた計測スタイルの選択
表示ユニットによるスタンドアロン計測
表示ユニットTMR-381を接続することで、各種ユニットの設定、測定制御（バランス/計測開始・停止/自動計測設定）、モニタ（T-Y Sweep/Y-T Cont./X-Y/数値）、設定ファイル管理などマルチレコーダの制御をスタンドアロンで行えます。専
用I/Fケーブル使用時は外部電源不要でコントロールユニット
TMR-311からの供給電源で駆動します。また、LANケーブルによる接続にも対応し、最大100ｍの延長が可能で、電源供給
はUSBモバイルバッテリーで駆動可能です。
また、表示ユニットはコントロールユニットTMR-311とは、独立して駆動してますので、自動測定開始後に表示ユニットの電源をオフにしても測定は継続しています。測定停止やデータの確認時に接続することができます。また、S Dカードに記録されている測定データのグラフ表示が可能です。

タブレット型パソコンでコントロール可能
コントロールユニットTMR-311は無線LAN※１を搭載しているため、添付ソフトウェアTMR-7300をインストールしたタ
ブレット型パソコンやノートパソコンを使用し、ワイヤレスで操作、モニタ表示ができます。
※１：本製品は日本で認証を取得しています。

分散接続■ 自動車などの測定にコントロールユニットと測定ユニット間のケーブルを延長して分散配置できます。

コントロールケーブル
CR-6490（3cm）標準付属
CR-6491（1m）CR-6493（3m）CR-6495（5m）■ 橋梁などの多点測定にコントロールユニット同期

ユニット間最長 100m

総延長 300m

最大80点
最大80点

LAN

最大80点

同期ケーブル（最長 100m）

最大80点

測定点が離れた場所でも多チャンネルの測定が可能（最大 320 点、計測ソフトウェア TMR-7630 使用時）
動的測定ではノイズの要因を減らすためにセンサのケーブルを短くする必要があり、測定点毎に測定器を配置する必要がありました。
マルチレコーダ TMR-300 シリーズでは、分散ユニット TMR-371 を使用することにより、点在する測定点（センサ）の近傍に測定ユニットを配置して測定することが可能で、広範囲の測定を完全に同期して測定できます。

■ 測定点が分散（工場など）
分散ユニット TMR-371 から最大 10 台の測定ユニットを分散配置できます。
・測定ユニットが分散されるため、コントロール
ユニットまでの省配線が可能

コントロールユニット

・測定ユニットを測定点近傍に設置できるため、
センサ - 測定ユニット間のケーブルを短くでき、省配線、低コスト化が可能

分散ユニット

最長100m

分散アダプタ10系統
最大10ユニット■ 鉄道車両の分散ユニット使用例
分散ユニット TMR-371 を使用することで測定ユニットをスター型に最大100 ｍ離し設置可能で、車両を跨いだ同期測定が容易に測定できます。

パソコン

各種測定ユニット

各種測定ユニット

各種測定ユニットLAN◎ 車両の測定項目● 乗り心地● 車体・台車の振動応力● パンタグラフの接触力● ブレーキディスク応力・温度● 自連力

コントロールユニット TMR-311
分散ユニット TMR-371

各種測定ユニット

各種測定ユニット

各種測定ユニット

特長
豊富な各種センサ入力用測定ユニットの組合せが可能

測定点数最大 80 点（同期測定時最大 320 点）

各種センサ入力に対応した測定ユニットは目的に応じて組合せることができます。各測定ユニットは付属のコントロールケーブルCR-6490を用いてカスケードに接続します。
ユニット背面

コントロールユニットTMR-311の1台に対し、測定ユニット10台で最大80点の測定ができます。また、コントロールユニットを同期することで最大4台320点の測定が可能となります。

ユニット番号の確認・変更が容易

ひずみ
直流電圧
温度
その他

TMR-300シリーズは、各測定ユニットのフロ
ントパネルにユニット番号設定スイッチを搭載しているため、ユニット番号をその場で確認でき、スイッチを切替えるだけで容易に変更できます。

高分解能（0.1×10－6 ひずみ）モードを搭載
対応ユニット: ひずみ4Gユニット、ひずみ1G2G4Gユニット
2000×10－6ひずみレンジに設定することで、0.1×10－6ひずみの分解能で測定できます。

チャンネルLEDで断線チェック

100kHz の高速サンプリング

TMR-300シリーズは、測定ユニットの各チャンネルにLEDを搭載しています。チャンネルがオープンまたはオーバーの場合、点滅してお知らせします。これにより、断線を一目で確認できます。

衝撃荷重などの高速な挙動における時間軸波形の測定ができます。

自在な測定ユニットの配置が可能
測定の規模、センサの配置に合わせ、コントロールケーブル、分散ユニット、同期ケーブルで、状況に合わせた測定ユニットの分散配置ができ、省配線かつ安定した測定が可能です。

電源瞬停時のデータ保存および電源復帰時の測定
自動リスタート機能

車載に適した耐振性と小型サイズ、DC 電源駆動

マルチレコーダは、予期しない電源の瞬停に備え、UPS（無停電電源）回路を搭載しています。測定の停止およびSDカードへのデータ保存処理を自動で行って終了します。トリガモードが CONTINUE および FREE RUN の時は電源復帰後、リスタートします。

マルチレコーダは、小型・軽量で耐振性も優れているため車載に適しています。また、コントロールユニットTMR-311はDC電源で駆動します。付属のDC電源ケーブルCR-10を外部バッテリと接続すると同時に動作を開始します。電源電圧範囲はDC10〜30Vです。

システムブロック図
10 台まで組合せ可能な測定ユニット
電圧出力ユニットTMR-341

記録器

表示ユニット TMR-381（設定、モニタ、測定開始・停止など）
ひずみ 4G ユニットTMR-321

専用 I/F ケーブル（表示アダプタ TMR-381-1 およびUSB ケーブル）または LAN ケーブルで接続（LAN ケー
ブル使用時は外部電源が必要です。）

オシロスコープ
ひずみ 1G2G4G ユニット TMR-322

デジタル指示器

コントロールユニット TMR-311
ひずみ搬送波ユニットTMR-323

自動車 ECU、など

LAN で直接データを記録する長時間記録モード（リアルタイムデータ収録ソフトウェア）
LAN、USB によるコントロール（動的計測ソフトウェア）

電圧入力ユニットTMR-331

ひずみゲージ

リアルタイムデータ収録ソフトウェア
RD-7300（標準添付）
計測データ編集ソフトウェア
RD-7300-E（標準添付）
リアルタイムデータ収録ソフトウェア
RD-7640/RD-7640-M（別売）
波形表示ソフトウェア
WF-7630/WF-7630-H（別売）

頻度解析ライブラリ
TMR-311-01（TMR-311のオプションソフトウェア）

熱電対電圧ユニットTMR-332

ひずみゲージ式変換器

無線 LAN によるコントロール（動的計測ソフトウェア）

CAN ユニットTMR-351

直流電圧

タブレット型パソコン（設定 / モニタ /測定結果 / 解析処理など）

デジタル入出力ユニットTMR-353

熱電対
GPS ユニットTMR-354

矩形波および正弦波

電荷出力型
圧電式加速度計CAN 信号 GRS 信号

CAN

GPS

GPS

チャージアンプユニットTMR-361

同期ユニットTMR-372

パソコン（設定、モニタ、測定結果、解析処理など）コントロールユニット同期
最大４台 320 点
コントロールユニット TMR-211

動的計測ソフトウェア TMR-7300（標準添付）
Visual LOG
動的計測ソフトウェア
TMR-7630/TMR-7630-H/TMR-7630-M（別売）
Visual LOG は当社の登録商標です。
分散アダプタ TMR-371-1※測定ユニット 1 台に対し 1 台接続

分散ユニットTMR-371

ユニット延長最大 100m( スター型 ) 最大
10 台の測定ユニットを接続可能
各測定ユニット※コントロールユニット間の測定ユニットと合計して最大 10 台MULTI RECORDER TMR-300 Series

コントロールユニットTMR-311

入力点数最大80点(各種測定ユニット10台)を制御、USB・LANインターフェース、無線LAN搭載■仕様 TMR-311
測定点数
サンプリング

最大80点
0.01 ～ 0.09ms （0.01ms刻み）
0.1 ～ 0.9ms   （0.1ms刻み）
1 ～ 1000ms   （1ms刻み）
512Hz、1024Hz、2048Hz、4096Hz、8192Hz
128Mワード（高速モード時、SDカード未挿入時使用）
8点刻みの記録点数で分割
8点以下記録時：16Mデータ/点、16点以下記録時：8Mデータ/点
32点以下記録時：4Mデータ/点、64点以下記録時：2Mデータ/点80点以下記録時：1.6Mデータ/点

データメモリ

トリガ機能
データトリガコマンドトリガ
タイマトリガ複数台同期

前面

USBポートLANポート

本器付属のUSBケーブルCR-6187を接続。付属するソフトウェアにあるUSBドライバをインストール
します。

コネクタRJ-45付きのLANケーブルでパソコンと接続。(直接の場合はクロスケーブル)

ステータスLED
7セグメントLED

同期コネクタSDカードスロット
4G〜32GBカード

DC電源コネクタ

本器付属のDC電源ケーブルCR-10を接続。電源 ON/OFF スイッチは装備していません。電源の接続と同時に動作します。

背面

本器の背面には測定ユニットを最大10台までカスケード接続する
フラットケーブルのコネクタを装備。測定ユニットに付属するコ
ントロールケーブルCR-6490で接続します。

記録媒体
インターフェース
表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

任意のチャンネルのデータ（任意入力レベル、スタート時からの相対レベル）
インターフェースからのコマンド
実時刻、インターバル
TMR -311×4セット（最大320点）までサンプリング、トリガ同期
コントロールユニット間最大100m
SDカード 4GB～32GB（SDHCハイスピードモード class10）※2
LAN、USB、無線LAN（APモード、IP固定）
ステータスLED（状態表示、IPアドレス等）
DC10～30V 0.6A MAX（12V供給時、単体）
AC100～240V 50/60Hz 100VA MAX（オプションACア
ダプタCR-1895使用時）
0 ～＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s 2（ 10 ～ 55Hz）3方向
200（W）×50（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約900g（ゴムプロテクタ含む）

取扱説明書………………………………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
電源ケーブル CR-10……………………………………… 1本
アース線 CR-2020………………………………………… 1本
USBケーブル CR-6187… ……………………………… 1本
SDカード（16GB）… …………………………………… 1枚
動的計測ソフトウェア TMR-7300
リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300
計測データ編集ソフトウェア RD-7300-E（CD-ROM）…………… 1枚
ソフトウェア取扱説明書（CD-ROM同封）… ……………… 3部

動的計測ソフトウェアTMR-7300
動的計測ソフトウェアTMR-7300は、TMR-311を1台コントロールし、オンライン・オフラインの 測定を行えます。データモニタ・データ収 集・デー
タ編集（作表、作図）・データ処理、拡張C Hによる演算を行うことができ、オフライン計測ではフリーラン、データトリガ、プログラム計測を実行できます。

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300
コントロールケーブル
CR-6490

最大32GB容量のSDカード対応
測定データはSDカードに保存します。長時間連続のデータ収録を可能にする
最大32Gバイト容量のSDカードに対応し、0.01msの高速モードでの記録にも対応しています。
16GB SDカード（標準付属）の記録時間
自動計測モード
フリーラン
サンプリング
1ms
CH 数

記録時間

8（1 ユニット）
80（10 ユニット）

約 277 時間
約 27 時間

パソコンと接続
USBおよび LANインターフェース、無線LANを搭載
コントロールユニットTMR-311は2つのインターフェースUSB（2.0）とLANを搭載しています。また、無線LANを内蔵しており、添付ソフトウェア
TMR-7300をインストールしたタブレット型パソコンから設定、モニタ、測定までワイヤレスで行うことができます。※2※2 無線LANは日本国内のみ

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300は、TMR-300シリーズで測定したデータを直接パソコンで収集し、記録します。TMR-311のデータ
メモリやSDカード容量に依存しない長時間、大容量の測定を行うことができます。

計測データ編集ソフトウェアRD-7300-E
リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300で収録したデータファイルを処理して、ファイル結合、演算、間引き編集、グラフ表示などが可能です。CSV形式のテキストファイルに変換することで、当社製FFT解析処理ソ
フトウェアDFA-7610で解析できます。

測定器の状態を表示する3桁の7セグメントLED
TMR-311前面の3桁の7セグメントLEDにIPアドレスなどの設定やエラーを表示するため、本器の状態を容易に確認できます。
7 セグメント LED 表示内容
IP アドレス
UPS 充電率
WLAN 状態
シリアル番号
SD カード情報
パワーダウン
エラー

MULTI RECORDER TMR-300 Series

表示ユニットTMR-381

TMR-311をスタンドアロンでコントロール■仕様 TMR-381
液晶パネル

表示ユニットTMR-381

点欠陥
機能インターフェース
電源
電源電圧
消費電流
使用温湿度範囲
外形寸法
質量
標準付属品

表示ユニットTMR-381を接続することで、各種ユニットの設定、測定制御（バランス/計測開始・停止/自動計測設定）、モニタ（T-Y Sweep/Y-T Cont./X-Y/数値）、設定ファイル管理などマルチレコーダの制御をスタンドアロンで行えます。専
用I/Fケーブル使用時は外部電源不要でコントロールユニットTMR-311からの供給電源で駆動します。また、LANケーブルによる接続にも対応し、最大100ｍの延カラー TFT液晶ディスプレイ 320×240ドット（タッチパネル付）
10ドット以下(経年劣化を除く)
各種設定
測定開始/停止/バランスの制御
数値モニタ/波形モニタ
専用I/F、LAN
専用I/Fを使用してTMR-311から供給
またはUSB給電（Micro USB Bコネクタ）
DC5V
0.6A MAX
0 ～＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
200(W)×30(H)×110(D) mm（突起部を除く）
約750g（ゴムプロテクタ含む）
取扱説明書………………………………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
専用I/Fケーブル… ……………………………………… 1本
表示アダプタ「TMR-381-1」… ………………………… 1個長が可能で、電源供給はUSBモバイルバッテリーで駆動可能です。
また、表示ユニットはコントロールユニットTMR-311とは、独立して駆動してます
ので、自動測定開始後に表示ユニットの電源をオフにしても測定は継続しています。測定停止やデータの確認時に接続することができます。SDカードに記録されている測定データのグラフ表示が可能です。

【表示ユニット TMR-381 の接続例】【コントロール接続】
専用I/Fケーブル
CR-6188

・電源はTMR-311より供給
・延長距離 最大5ｍ

【LAN 接続】・延長距離 最大100ｍ
・電源はUSB電源を使用

表示アダプタ
TMR-381-1

USB電源
モバイルバッテリなど

LANケーブル【接続設定画面】【ユニット設定】【測定設定】【その他】【ユニット別設定画面】【バランス結果画面】【自動計測メニュー】【測定データのグラフ表示機能】【モニタ画面】【Y-T Sweep モニタ】

【Y-T Cont. モニタ】

【X-Y モニタ】Y-T グラフ表示（掃出し表示）

Y-T グラフ表示（連続表示）

TMR-300

TMR-321 ひずみ4Gユニット

入力

直流電圧

ひずみゲージ式変換器
荷重計

加速度計など■仕様 TMR-321
測定点数
入力【ひずみ測定】適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲
測定確度

測定レンジ
分解能

平衡調整方式

8点
ひずみ、電圧（オプション「CR-4010」使用時）
120〜1000Ω
DC 0.5V、2V±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 2V）±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 0.5V）±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ±0.1%FS（at 23±5℃）±2000×10−6ひずみレンジ±0.2%FS（at 23±5℃）±20000/10000/5000/2000×10−6ひずみレンジ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ
1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）±2000×10−6ひずみレンジ
0.1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
0.4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）
電子式自動

TMR-322 ひずみ1G2G4Gユニット

ひずみゲージ式変換器と直流電圧用の入力ユニット
8点／ユニット
平衡調整範囲±10000×10−6ひずみ
平衡調整確度±3×10−6ひずみ以内
零安定度±1×10−6ひずみ/℃（最大感度にて）
感度安定度±0.05%/℃（最大感度にて）【電圧測定】（オプションCR-4010使用時）
測定範囲
±20V
測定確度
±20/10/5Vレンジ ±0.2%FS（at 23±5℃）±2Vレンジ±0.3%FS（at 23±5℃）
測定レンジ±20/10/5Vレンジ （1mV分解能）±2Vレンジ （0.1mV分解能）
応答周波数
DC〜10kHz
ローパスフィルタ
遮断周波数
デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
遮断特性
1Hz〜1kHz ： −12dB/octまたは−48dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）： −12dB/oct ベッセルフィルタ
ハイパスフィルタ
遮断周波数
デジタルフィルタ
0.2Hz、1Hz およびPASS
A/D変換器24bit
表示チャンネルLED（オープン・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
電源
0.2A MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
耐振性
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
外形寸法
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量
約550g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本
センサ入力変換ケーブルCR-6186……………………… 8本

各種ひずみ測定用ブリッジ回路対応 1ゲージ法、
2ゲージ法、4ゲージ法
平衡調整範囲平衡調整確度
零安定度
感度安定度
応答周波数
ローパスフィルタ
遮断周波数

入力

ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器
荷重計■仕様 TMR-322
測定点数
入力【ひずみ測定】適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲
測定確度

測定レンジ
分解能

平衡調整方式

遮断特性

加速度計など8点
ひずみ
120〜1000Ω
DC 0.5V、2V±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 2V）±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 0.5V）±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ±0.1%FS（at 23±5℃）±2000×10−6ひずみレンジ±0.2%FS（at 23±5℃）±20000/10000/5000/2000×10−6ひずみレンジ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ
1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）±2000×10−6ひずみレンジ
0.1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
0.4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）
電子式自動ハイパスフィルタ
遮断周波数
A/D変換器
表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

±10000×10−6ひずみ±3×10−6ひずみ以内±1×10−6ひずみ/℃（4ゲージ法、最大感度にて）±0.05%/℃（4ゲージ法、最大感度にて）DC〜10kHz
デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz ： −12dB/octまたは−48dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）： −12dB/oct ベッセルフィルタ
デジタルフィルタ
0.2Hz、1Hz およびPASS
24bit
チャンネルLED（オープン・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
0.2A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本
4ゲージ用端子台… ……………………………………… 8個
小型マイナスドライバ…………………………………… 1本
ブリッジボックスSB-120T、SB-350T… …………8個（出荷時選択）

MULTI RECORDER TMR-300 Series

TMR-323 ひずみ搬送波ユニット

誘導ノイズ、商用電源ノイズなどが多い測定
現場に最適な搬送波型動ひずみ測定ユニット
応答周波数
ローパスフィルタ
遮断周波数

遮断特性

入力

ひずみゲージ式変換器
荷重計

加速度計など■仕様 TMR-323
測定点数
入力【ひずみ測定】適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲

8点
ひずみ

120〜350Ω
0.5Vrms、2Vrms、5kHz±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源 2Vrms）±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源 0.5Vrms）
測定確度±0.3%FS（at 23±5℃）
測定分解能
1×10−6ひずみ（ブリッジ電源 2Vrms）
4×10−6ひずみ（ブリッジ電源 0.5Vrms）
平衡調整範囲 抵抗 ±10000×10−6ひずみ
容量 3000pF
平衡調整方式ソフトウェア方式
零安定度±0.1×10−6ひずみ/℃以内
感度安定度±0.05%FS/℃以内

TMR-331 電圧入力ユニット

ハイパスフィルタ
遮断周波数
A/D変換器
表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

■仕様 TMR-331
測定点数
入力
入力方式

8点
電圧
シングルエンド（不平衡）チャンネル間絶縁
入力インピーダンス 約100kΩ
測定範囲
±52V
測定確度
±0.2%FS（at 23±5℃）
測定レンジ±52V レンジ （ 5 mV分解能）±20V レンジ （ 2 mV分解能）±10V レンジ （ 1 mV分解能）±5V レンジ （ 0.5 mV分解能）±1V レンジ （ 0.1 mV分解能）

デジタルフィルタ
0.2Hz、1Hz およびPASS
18bit
チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
0.3A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約660g（ゴムプロテクタ含む）

直流電圧±52Vを測定

遮断特性
直流電圧

デジタルフィルタ
5Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（デジタルフィルタ2.5kHz）−3dB±1dB
5Hz〜1kHz ： −48dB±1dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
PASS（2.5kHz）： バタワースフィルタ

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本
センサ入力変換ケーブルCR-6186……………………… 8本

零安定度
感度安定度
応答周波数
ローパスフィルタ
遮断周波数

入力DC〜2.5kHz

A/D変換器
表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

±0.1mV/℃（最大感度にて）±0.05%/℃（最大感度にて）DC〜10kHz
デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz ： −12dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）： −12dB/oct ベッセルフィルタ
24bit
チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
DC10V〜30V 0.25A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
3方向
29.4m/s（10〜55Hz）
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本

TMR-300

TMR-332 熱電対電圧ユニット

入力

熱電対

直流電圧

熱電対T、K、Jによる温度測定、
直流電圧±20V【電圧測定】
測定点数

8点（電圧測定用端子台使用時）
シングルエンド（不平衡）入力方式
チャンネル間絶縁
入力インピーダンス 約100kΩ
測定範囲
±20V
測定レンジ
±20Vレンジ 2mV分解能
測定確度±0.5％FS
零安定度±2ｍV/℃（最大感度にて）
感度安定度±0.05%/℃（最大感度にて）
応答周波数
DC〜10kHz
ローパスフィルタ
デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
遮断周波数
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz ： −12dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
遮断特性
PASS（10kHz）： −12dB/oct ベッセルフィルタ
A/D変換器24bit
チャンネルLED（オープン・オーバー等）
表示
ユニット番号設定スイッチ
電源
0.25A MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
耐振性
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
外形寸法
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量
約550g（ゴムプロテクタ含む）
標準付属品■仕様 TMR-332【熱電対測定】
測定点数
適用熱電対
測定範囲

測定レンジ

測定確度
応答周波数
リニアライズ

8点（熱電対測定用端子台使用時）
T,K,J
T－200～ ＋400℃
K－200～＋1300℃
J－200～＋1200℃
T－200～ ＋400℃ 0.1℃分解能－200～ ＋600℃ 0.1℃分解能
K, J－200～＋1300℃ 0.2℃分解能±（0.5％rdg+1℃）（23℃±5℃）
外部基準接点±（0.5％rdg+2℃）±（0.5％rdg+1.5℃）（23℃±5℃）
内部基準接点±（0.5％rdg+2.5℃）
DC～10Hz
デジタル演算TMR-341 電圧出力ユニット

熱電対測定用端子台「TA-02T」
測定点数
適用熱電対
使用温湿度範囲
外形寸法
質量

測定点数
入力インピーダンス
使用温湿度範囲
外形寸法
質量

他の測定ユニットで測定したひずみ、温度、周波数
データをアナログ変換して、電圧で出力

2点約100kΩ
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
42（W）×14（H）×25（D）mm（突起部を除く）
約20g    

■仕様 TMR-341
出力点数
出力信号

表示
直流電圧

2点
T,K,J
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
42（W）×14（H）×25（D）mm（突起部を除く）
約20g

電圧測定用端子台「VA-02T」

出力レベル
出力確度
校正出力
出力確度
SN比
零点安定度
感度安定度
出力

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本
熱電対測定用端子台……………………………………… 4個
電圧測定用端子台………………………………………… 4個

電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

8点（BNCコネクタ）
他測定ユニットの測定データの電圧出力 (対応測
定点は任意設定）、4点までの加減算結果の出力±10V、±5V、0 ～＋5V
±0.5%FS
零および出力レベル範囲で任意に出力±0.5%FS
50dBp-p以上（最大出力10Vに対して）±0.5mV/℃±0.05%/℃
チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
0.3A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）
取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本＊： 電圧出力ユニットはコントロールユニットの直下に接続し、コントロールユニットと電圧出力ユニットの間に、測定ユニットを挟まないように構成してください。

MULTI RECORDER TMR-300 Series

TMR-351 CANユニット NEW■仕様 TMR-351
CAN Specification V2.0B active 準拠
ISO11898 (High Speed)
10k～1Mbps
最大64 (受信：最大64、送信：最大62)最大512対応プロトコル
通信速度
メッセージ数
シグナル数

指定ID のメッセージを記録
記録可能なID 数：0～64
データ長：1～8Byte
TMR-311 にてモニタ/記録する場合は最大80シグナル（80CH）（記録可能シグナルの最大数は、ユニット構成により異なる）

データ受信

指定チャンネルのデータ出力
出力可能なデータ数：0～64
データ長：16bit  (2 Byte)
最大32Mbyte（内蔵 RAM）
TMR-311 にて他の測定ユニットのデータ記録後、全てのメッセージを別途記録
データビット指定、エンディアン設定
送信メッセージについてデータフレーム、リモート
フレーム、リモートフレーム受信時返送の選択可能
メッセージ送信周期選択可能
リッスンオンリモード選択可能
ユニット番号設定スイッチ
CAN SIGNAL：CAN バス信号
RECEIVE：受信中     SEND：送信中
D-Sub 9 ピンコネクタ(オス)CAN 入力耐電圧 -27V～40VDCMAX
0.2A MAX (12V) (TMR-311 より供給)
0～+50℃ 85％RH 以下(結露を除く)
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200(W)×25(H)×100(D) mm (突起部を除く)
約530g (ゴムプロテクタ含む)

データ送信
記録
CAN信号
データ受信
データ送信

記録可能ID数 0～64
シグナル数 0～8

CAN

機能

CANインタフェース内蔵でCANバスよりデータの記録・出力が可能
車両統合制御信号と加速度・トルク・応力の同時測定が可能となり、制御システムの解析が可能

表示
コネクタ
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

TMR-353 デジタル入出力ユニット

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブル CR-6490………………………… 1本
CAN ケーブル CR-6480… ……………………………… 1本

周波数測定確度
周波数レンジ

電源出力
カウント範囲機能

入力

矩形波および正弦波

出力

オープンコレクタ

ロータリエンコーダや速度センサなどのデジタルパルス信号をカウント及び周波数変換機能を搭載、また、トリガ（測定開始）信号入力、サンプリングク
ロック信号入出力、アラーム（上下限設定）出力など、さまざまな測定に必要なデジタル入出力が可能■仕様 TMR-353【周波数測定およびパルスカウント部】
入力点数
4点
入力信号波形矩形波および正弦波
最大入力電圧±15V
測定電圧範囲最小入力信号：50ｍVp-p 最大入力信号：±12V
応答周波数
1Hz～100kHz
スレッショルドレベル 低
高レベル＋15mV 低レベル－15mV
中高レベル＋100mV 低レベル－100mV
高高レベル＋1.0V
低レベル－1.0V
デジタル TTL、CMOS
任意
設定範囲：±10V
0.1V単位で設定可
スレッショルドレベル確度 ±15mV時：±(15mV＋5mV)
上記以外：±(1％rdg＋50mV)【デジタル入力部】
入力点数
絶縁方式
最大印加電圧動作電流
入力パルス幅
電源出力
機能【デジタル出力部】
出力点数±0.1％FS
100kHzレンジ（10Hz分解能）50kHzレンジ（5Hz分解能）
10kHzレンジ（1Hz分解能）5kHzレンジ（0.5Hz分解能）
1kHzレンジ（0.1Hz分解能）500Hzレンジ（0.05Hz分解能）
100Hzレンジ（0.01Hz分解能）
出力電圧：5V/12V
出力電流：5V/50mA、12V/25mA(5V/12V 同時使用不可)
0～29,999カウント
0～899,999,999カウント(1＋2CH 32bitカウンタモード)
周波数測定、カウント数測定、ロータリーエンコーダ
演算
A相B相カウント数演算、A相B相Z相角度演算
4点フォトカプラ絶縁
15V
4mA～25mA
0.5ms以上(応答周波数：1kHz以下)、負論理
出力電圧：5V 出力電流：50mA
トリガ入力、外部サンプリング入力、マーカ信号入力
バランス信号入力、校正出力信号入力(ゼロ/＋/－)
測定開始(RUN)、測定停止(HALT)、測定一時停止(PAUSE) (各入力に任意で設定可能)

トリガ信号出力：1点 サンプリング信号出力：1点アラーム(上限)：1点 アラーム(下限)：1点
出力形式
オープンコレクタ出力
最大印加電圧：15V
最大負荷電流：5mA
ON時最大電圧：0.5V以下
サンプリング出力 出力信号周波数：1kHz以下
表示
ユニット番号設定スイッチ
電源
0.5A MAX（12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
耐振性
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
外形寸法
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量
約550g（ゴムプロテクタ含む）
標準付属品

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本
小型マイナスドライバ…………………………………… 1本
周波数／パルスカウント用端子台……………………… 4個
デジタル入出力用端子台………………………………… 2個

TMR-300

TMR-354 GPSユニット NEW■仕様 TMR-354
最大接続台数

TMR-311 に対して1 台
汎用RS-232C タイプ
通信速度11520bps NMEA プロトコル（電源供給なし）
CAN タイプ 通信速度250kbps（電源供給あり）
GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou
測位確度2.5mCEP
更新周期1Hz※使用するGPS 受信機による
経度0.0000001°単位、 緯度0.0000001°単位、
標高1m 単位、時刻0.1 秒単位、速度0.1km/h 単位、
距離 1m 単位、 方位 0.1°単位※使用するGPS 受信機によるGPS 時刻データでのTMR-311 時刻合わせ※地域時間使用受信したGPS データを記録
TMR-311 にてモニタ、記録する場合はGPS データ
を選択（記録可能なデータの最大数は、ユニット構成により異なる）
最大32Mbyte（内蔵RAM）
TMR-311 にて他の測定ユニットのデータ記録後、全てのGPS データを別途記録
モニタ、記録するチャンネルの設定
記録フォーマットの設定
地域時間の設定
TMR-311 時刻合わせの設定
ユニット番号設定スイッチ
STATUS：GPS 受信機信号
RECIVE：受信中
D-Sub 9 ピンコネクタ(オス)RS-232C 準拠×1
CAN 準拠×1
0.2A MAX（12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約530g（ゴムプロテクタ含む）

対応GPS 受信機

位置測定精度GPS データ
GPS 時刻合わせ
データ受信
関連製品
GPS受信機・・・TMR-GPSC※対応GPS受信機については問い合わせください

GPS

GPSなどの測位衛星システムからの測位情報を記録、GPSによる時刻合わせも可能
位置情報による長距離輸送時の挙動把握や、正確な時刻データによる他の機器や映像とのタイミング
合わせが可能

記録

機能

表示
コネクタ
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

GPS受信機 TMR-GPSC

GPSアンテナ

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本※GPS 受信機及び接続ケーブルは別売

TMR-361 チャージアンプユニット
ローパスフィルタ
遮断周波数

遮断特性
ハイパスフィルタ
遮断周波数
入力

電荷出力型
圧電式加速度計(他社製品)

高い周波数特性と高い使用温度範囲が特長の
圧電式加速度計に対応■仕様 TMR-361
入力点数
適合圧電型加速度計
入力コネクタ
許容電荷入力
測定確度
測定レンジ

応答周波数

4点
電荷出力型加速度計 電荷感度 0.1～10pC(m/s2)
ミニチュアコネクタ 10-32UNF
10000pC±3%FS (100Hz、at 23±5℃)
250pC
レンジ 0.01pC 分解能
電荷感度1pC/(m/s 2)にて250m/s 2 相当
2500pC
レンジ 0.1pC 分解能
電荷感度1pC/(m/s 2)にて2500m/s 2 相当
10000pC レンジ 0.4pC 分解能
電荷感度1pC/(m/s 2)にて10000m/s 2 相当
1Hz〜10kHz

表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1～1kHz：-12dB±1dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
PASS(10kHz)：ベッセルフィルタ
デジタルフィルタ
1Hz 固定チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
0.35A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブル「CR-6490」… ……………… 1本

適応加速度計のコネクタ形状

TMR-361の入力コネクタは、ミニチュアコネクタ10-32UNFになっています。
（写真参照）電荷出力型加速度計のケーブルコネクタが10-32UNF（オス型）になっていれば接続できます。

MULTI RECORDER TMR-300 Series

TMR-371 分散ユニット

測定ユニットを分散させ広範囲の動的測定を実現■仕様 TMR-371
分散ユニット接続台数 1台（TMR-311 1台に対して）
測定ユニット接続台数 10台（TMR-311に直接接続する測定ユニットを含む）
電源
0.20A MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
耐振性
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
外形寸法
200（W）×50（H）×100（D）mm（突起部を除く）
質量
約800g
標準付属品

TMR-371-1 分散アダプタ

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490………………………… 1本

分散ユニット―測定ユニット間を最大100ｍ延長測定ユニットをセンサ近傍に設置でき省配線可能■仕様 TMR-371-1
分散アダプタ接続台数
測定ユニット接続台数
延長距離
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量
標準付属品

10台 （TMR-371 1台に対して）
1台
100ｍ
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
130（W）×25（H）×50（D）mm（突起部を除く）
約150g

保証書……………………………………………………… 1部

分散計測システム
分散ユニットTMR-371及び分散アダプタTMR-371-1は、TMR-300シリーズの測定ユニットの分散・延長を可能にするユニットです。分散ユニットをコントロー
ルユニットと接続し、分散アダプタを延長する測定ユニットに接続することで、
コン
トロールユニット(分散ユニット)と測定ユニット(分散アダプタ)間を100mまで延長することができます。

分散ユニット1台に測定ユニットは最大10台接続可能です。測定ユニットを10台分散・延長させた状態で、非延長時と同じ最高100kHzサンプリングが可能です。
測定ユニットへの電源供給も分散ユニットから接続ケーブルを通して行うため、接続ケープル1本で通信、同期、電源供給を可能にします。

特長
測定ユニットをスター型に分散配置可能
分散ユニットTMR-371と各測定ユニット(分散アダプタTMR-371-1)間をSTPケーブルにて延長（最大100m）可能で、広範囲に点在するセンサの同期測定を容易に実現します。

分散ユニットから電源供給
分散配置された各測定ユニットは分散ユニットTMR-371からの供給電源で駆動するので、電源設備の設置も不要です。

省配線
測定ユニットをセンサ近傍に配置できるので、センサのケーブルの省配線が可能で、測定ユニットからデジタル信号になるので安定した測定が可能です。

測定ユニットの接続台数は最大 10 台
コントロールユニット間の測定ユニットと合計し最大１０台接続可能です。
また、コントロールユニット１台につき分散ユニット１台が接続できます。

TMR-300

TMR-372 同期ユニット

TMR-200シリーズとの同期測定■仕様 TMR-372
接続
同期可能ユニット
TMR-211接続台数
複数台同期

同期ユニットの接続

遅延時間

同期ユニットTMR-37２は、TMR-300シリーズとTMR-200シリーズの同期測定を可能にするユニットです。コントロールユニットTMR-211を組合せ最大4台のサンプリング、トリガ同期測定ができます。
パソコン（設定、モニタ、測定
結果、解析処理など）

Visual LOG 動的計測ソフトウェア
TMR-7630（別売）

標準付属品

LAN または USB

コントロールユニット TMR-211（スレイブ）

電源
使用温湿度範囲
耐震性
外形寸法
質量

コントロールユニット
TMR-311( マスター )コントロールユニット
TMR-311( スレイブ )TMR-211
最大3台
最大4台(マスター含む)
・TMR-311×1台＋TMR-211×3台
・TMR-311×2台＋TMR-211×2台
・TMR-311×3台＋TMR-211×1台※TMR-372は1システムで1台のみ使用可能、TMR311が複数ある場合、必ずマスター側に接続する。
※TMR-372を接続したTMR-311は、接続できるユニッ
ト数が9ユニットに制限される。
最速サンプリング100kHz(10μs)にて
TMR-311から計測開始した場合、TMR-311のデータがTMR-211のデータに対して390μs遅延する。
TMR-211から計測開始した場合、TMR-311のデータがTMR-211のデータに対して350μs遅延する。
0.25A MAX（12V）（TMR-311より供給）
0 ～＋50℃ 85％ RH 以下(結露は除く)
29.4m/s ２ (10 ～ 55Hz) 3方向
200(W)×25(H)×100(D) mm(突起部を除く)
約500g

取扱説明書（A3 八ッ折り）……………………………… 1部
保証書……………………………………………………… 1部
コントロールケーブル「CR-6490」… ……………… 1本
同期ケーブル「CR-6461」… …………………………… 1本＊： 同期ユニットして使用する場合には計測ソフトウェア「TMR-7630」を使用してください。
TO TMR-211“SYNCHRO IN”

同期ケーブル CR-6461 同期ケーブル CR-6461 同期ケーブル CR-872M など

頻度解析ライブラリ TMR-311-01（TMR-311のソフトオプション）
マルチレコーダシステムTMR‐300シリーズに頻度解析機能を追加するソフト
ウェアオプションです。あらかじめ設定されたプログラムに従って測定データをデジタル処理し、頻度数として記録するヒストグラムレコーディングシステムを実現します。
計測を行う前に頻度計測の設定を行う必要があります。頻度計測を行うチャンネ
ルを指定し、解析法およびスライスレベル、
フルスケールなどを設定します。
頻度計測はサンプリング間隔1ms 以上の低速モード時に最大80 解析を実行することが可能です。また、同一のチャンネルを複数の解析法で設定することも可能です。

■仕様 TMR-311-01
解析法
解析数
スライス数
フルスケール
カウント容量
無効振幅
ファイル機能ファイル作成極大値・極小値法、最大値・最小値法、時間法、振幅法、レベルクロッシング法、レインフロー法
80 解析 (任意チャンネル)最大100(±100 の範囲内で最大100 スライスの任意設定)
200 ～ 20000×10-6 ひずみ
約42 億カウント / スライス
4 ～ 5000×10-6 ひずみ (時間法以外の解析に有効)
頻度データのファイル記録(一定間隔毎の頻度データファイル化、および累計の頻度データファイル化可能)マニュアル (計測停止時に作成)
タイマ (プログラム計測動作により作成)
リカバリ (停電復帰時自動更新)※解析条件として、サンプリング速度１msより低速かつ、SDカードが挿入されている事表示ユニットTMR-381による頻度計測設定画面およびグラフ表示画面

MULTI RECORDER TMR-300 Series
計測ソ フ ト ウ ェ ア
マルチレコーダ TMR-300 シリーズには、コントロールユニット 1 台/ 最大 80 チャンネルの測定が行なえるソフトウェア TMR-7300 とRD-7300 が標準添付されています。また、それぞれの機能を拡張したオプションソフトウェア（別売）も用意しています。
対応ソフトウェア
動的計測ソフトウェア

標準添付ソフトウェア
TMR-7300

リアルタイムデータ収録ソフトウェア
計測データ編集ソフトウェア

RD-7300
RD-7300-E

オプションソフトウェア
TMR-7630
TMR-7630-H（頻度処理）
TMR-7630-M（動画対応）
RD-7640
WF-7630

動的計測ソフトウェア TMR-7300（添付ソフトウェア）
動的計 測ソフトウェアT M R-7300は、T M R-311を1台コントロール
し、オンライン・オフラインの測定を行えます。データモニタ・データ収集・データ編集（作表、作図）・データ処理、拡張C Hによる演算を行うことができ、オフライン計測ではフリーラン、データトリガ、プログラム
計測を実行できます。
システム
OS
コンピュータインターフェース
メモリ容量
HDD容量
基本仕様
対応測定器
測定点数
拡張CH
オンライン計測
オフライン計測
表示
データ形式
データ処理

リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300（添付ソフトウェア）
リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300は、TMR-300シリーズで測定したデータを直接パソコンで収集し、記録します。TMR-311のデータメ
モリやSDカード容量に依存しない長時間、大容量の測定を行うことができま
す 。ま た 、デ ー タ 処 理 に は 同じく添 付 の 計 測 デ ー タ 編 集ソフトウェア
RD-7300-Eを使用します。
システム
OS
コンピュータインターフェース
メモリ容量
HDD容量
基本仕様
対応測定器
測定点数
サンプリングクロック

拡張CH
計測
表示

Windows 7(SP1)/8.1/10/11
上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPUを搭載したパソコンを推奨
無線LAN、LAN（100BASE-TX）、USB
4GB以上を推奨
空き容量が5GB以上
TMR-311、TMR-211 ※最大接続台数１台
最大80CH
最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
バランス、モニタ、マニュアル、インターバル、
データコンパレータ、フリーラン、データトリガ、プログラム計測、アラーム出力
フリーラン、データトリガ、プログラム計測
数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、
スペクトル
DADiSP形式※テキストファイル(CSV)形式に変換可能
TYグラフ表示と印刷、数値一覧表示

Windows 7(SP1)/8.1/10/11
上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPUを搭載したパソコンを推奨
LAN（100BASE-TX）
4GB以上を推奨
空き容量が5GB以上
TMR-311 ※最大接続台数１台
最大80CH
0.1～0.9msec(0.1msec刻み)、1～1000msec(1msec刻み)の範囲で設定することができます。
最速サンプリングは、測定器1台あたりの使用チャンネル数が41以上の場合0.2msecとなります。
最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
モニタ測定、マニュアル測定、データトリガ測定、
インターバル測定
数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、
スペクトル、円モニタ、ベクトルモニタ、矢印モニタ

計測データ編集ソフトウェア RD-7300-E（添付ソフトウェア）
RD-7300で記録されたデータファイルの管理と複数データファイルの一括処理、作図などデータ処理を行うソフトウェアです。
システム
対応データファイル
OS
CPU
メモリ
ディスク容量基本仕様
データファイル管理

データファイル処理
グラフ表示＊.hed／＊.dat（DADiSP 互換フォーマット）
Windows 7(SP1)/8.1/10/11
上記OS のシステム要件に準拠
上記OS のシステム要件に準拠
空き容量が5GB以上任意に選択した複数のデータファイルに対して以下の処理を行います。
ファイルの表示、ファイル名の変更、移動、
テキスト変換、ファイルの結合
チャンネル設定の再設定
拡張チャンネルの設定、再計算
最大最小値検索、切り出し、間引き、テキスト変換
T-Y グラフ、X-Y グラフ、スペクトル、ラベル
保存、テキスト保存、グラフのコピー、画像の保存

Visual LOG® 波形表示ソフトウェア WF-7630（別売）
本 ソフトウェア は 当 社 製 測 定 器ＴＭＲ-311 / TMR-211、 ソフトウェア
RD-7640 / TMR-7300 / TMR-7630 等により出力されたDADiSP形式の測定データを一覧および波形表示するソフトウェアです。データ再計算、データファイルの結合・切り出し・間引き・CSV変換のほか、最大値・最小値、FFT解析、拡張チャンネルによる演算とグラフ（X-Y、T-Y、スペクトル）の作図をおこなうソフトウェアです。また、RD-7640-Mで記録した波形データとビデオの連動再生が可能です。

対応データファイル

OS
CPU
メモリ
ディスク容量基本仕様
データファイル
データファイル管理

データファイル処理
グラフ表示＊.hed／＊.dat（DADiSP 互換フォーマット）
動ひずみ測定器TMR-311/TMR-211/DC-204/DC-104/
DH-14A 動的計測ソフトウェアRD-7640/TMR-7630/
TMR-7300/TMR-7200/DS-750/DC-7630/DRA-7630/
DC-7004Pから出力されたINTEGERおよびASCII形式のDADiSPファイル(以降データファイル)※TMR-211により記録された測定データに、GPS座標や頻度データが含まれる場合、読み込むことができません。
Windows 7(SP1)/8.1/10/11
上記OS のシステム要件に準拠
上記OS のシステム要件に準拠
空き容量が5GB以上
最大チャンネル数 1000点
拡張チャンネル数 1000点
任意に選択した複数のデータファイルに対して以下の処理を行います。
ファイルの表示、ファイル名の変更、移動、
テキスト変換、ファイルの結合
チャンネル設定の再設定
拡張チャンネルの設定、再計算
最大最小値検索、切り出し、間引き、テキスト変換
T-Y グラフ、X-Y グラフ、スペクトル、ラベル
保存、テキスト保存、グラフのコピー、画像の保存[オプション]
WF-7630-H
測 定した動的波形を後処理で頻度解析ができます。
                            拡張チャンネルの頻度処理やS-N解析もできます。

TMR-300

Visual LOG® 動的計測ソフトウェア TMR-7630（別売）T M R-7630はマルチレコーダ T M Rシリーズを用いて多チャンネルの動的測定・データ処理をおこなうソフトウェアです。コントロールユニットT MR-311
を4台接続し最大320チャンネルを同時に制御します。オンライン・オフライ
ンの測定を行えます。オンライン測定では、拡張C Hによる演算、モニタ計 測が 可能です。オフライン計 測ではフリーラン、データトリガ、プログラム計 測を実行できます。
システム
OS
コンピュータインターフェース
メモリ容量
HDD容量
プロテクトキー
基本仕様
対応測定器
測定点数
拡張CH
オンライン計測
オフライン計測
表示
データ形式
データ処理
[オプション]
TMR-7630-H
TMR-7630-M

Windows 7(SP1)/8.1/10/11
上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPUを搭載したパソコンを推奨
無線LAN、LAN（100BASE-TX）、USB
4GB以上を推奨
空き容量が10GB以上を推奨
USBドングル
TMR-311、TMR-211 ※最大接続台数4台
最大320CH
最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
バランス、モニタ、マニュアル、インターバル、データコンパレータ、
フリーラン、データトリガ、プログラム計測、アラーム出力
フリーラン、データトリガ、プログラム計測
数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、
スペクトル
DADiSP形式※テキストファイル(CSV)形式に変換可能
TYグラフ表示と印刷、数値一覧表示
測 定した動的波形を後処理で頻度解析ができます。拡張チャ
ンネルの頻度処理やS-N解析もできます。
測 定と連動してDirect X対応カメラの動画を保存し記録デー
タと動画を同期して再生します。

Visual LOG® リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7640（別売）RD -7640はリアルタイムデータ収録ソフトウェアです。当社測定器TMR311を4台制御、測定点数1 ～ 320チャンネルおよび拡張チャンネル最大
1000チャンネルのモニタ、マニュアル、データトリガ、インターバル測定
を行う計測ソフトウェアです。
測定器のメディアを介さず直接パソコンにデータを取り込み、サンプリン
グ速度でデータを常時処理します。データ記録はパソコンの空き容量に依存し大量（長時間）のデータを収録することができます。リアルタイムでのFF T解析や複数測定（マニュアル、データトリガ、インターバル）の並列実行が可能です。また、データ処理には波形表示ソフトウェアWF-7630
を使用します。

システム
OS
コンピュータインターフェース
メモリ容量
HDD容量
プロテクトキー
基本仕様
対応測定器

Windows 7(SP1)/8.1/10/11
上 記OS環 境が 推 奨、 かつIntel Core i5 3.0GHz以 上 のCPU を推奨（ターボブーストを除く）
LAN（100BASE-TX）
4GB以上を推奨
空き容量が5GB以上
USBドングル

TMR-311 ※最大接続台数4台
その他DS-50A、TFM－104にも対応
サンプリングクロック 0.1～0.9msec(0.1msec刻み)、1～1000msec(1msec刻み)（TMR-311使用時） の範囲で設定することができます。
最速サンプリングは、測定器1台あたりの使用チャンネル数が41以上の場合0.2msecとなります。
拡張CH
最大1000CH（四則演算、各種関数やロゼット解析）
計測
モニタ測定、マニュアル測定、データトリガ測定、
インターバル測定
表示
数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ、バーモニタ、
スペクトル、円モニタ、ベクトルモニタ、矢印モニタ[オプション]
RD-7640-M

パ ソコンに接続されているビデオデバイスとオーディオデバイ
スを用いて波形データと動画を連動して記録できます。

Visual LOG（ビジュアル・ログ）は当社の登録商標です。

MULTI RECORDER TMR-300 Series

オプション

表示ユニット取付スタンド
吸着スタンド表示ユニットをフロントウィンドウなどに固定する吸着式スタンドです。
（専用ネジ付属）AC アダプタ CR-1895
TMR-311 を AC100V に接続し電源供給をします。
海外用 AC アダプタ（CR-1897）もあります。

ブリッジボックス SB-120T ／ SB-350T

チルト型固定スタンド

ひず み1G2G4Gユ ニットTMR-322
用のブリッジボックスです。
測定点数

1点

適用ゲージ抵抗120Ω（SB-120T）

レコーダ本体に設置し、表示ユニットの角度を自在に可変可能なスタンドです。
（専用ネジ付属）

ハンドル

350Ω（SB-350T）
結線法

1ゲージ法3線式、2ゲージ法

使用温湿度範囲

0〜＋50℃ 85%RH以下（結露は除く）

外形寸法

20（W）×14.5（H）×25（D）mm（突起部を除く）

質量

約10g

運搬および固定用のハンドルです。
（専用ネジ付属）

ブラケット
据付用の L 金具です。
（専用ネジ付属）アッテネータケーブル CR-4010
TMR-321 で電圧測定を行う場合に使用します。
電圧測定範囲 ± 20V
BNC コネクタ

関連製品

コントロールユニット同期ケーブル（TML-Link）
コントロールユニット TMR-311 間を接 続 する同期ケーブルです。
最大 100 ｍ延長できます。

CR-8701SYNC

型名

ケーブル長

CR-872Ｍ

2ｍ

CR-875Ｍ

5m

CR-8701

10m

CR-870220m

CR-870550m

CR-8710SYNC

100m

延長用コントロールケーブル
コントロールユニット、測定ユニット間を延長接続するケーブルです。総延長 5 ｍまで使用できます。

CR-6491

型名

ケーブル長CR-64911m

CR-64933m

CR-64955m

分散アダプタ延長ケーブル（STP ケーブル）
分散ユニット TMR-371 と分散アダプタ TMR-371-1 間を接続する
STP（Shielded Twisted Pair）ケーブルです。最大 100 ｍ延長で
型名
ケーブル長
きます。

CR-8899

CR-8805

5m

CR-881010m

CR-882020m

CR-885050m

CR-8899

100m

株式会社東京測器研究所
本

熱電対アダプタ TA-01KT
直流ブリッジ電源方式の TMR-321
ひずみ 4G ユニットで温度測定するための熱電対アダプタです。

測定点数
適用熱電対
応答時間
感度
使用温湿度範囲
外形寸法
質量

1点
K、T
20ms以下（0→90%）
10μV/℃（ブリッジ電源2Vにて）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露は除く）
22
（W）
×41
（H）
×70
（D）
mm
（突起部を除く）
約100g

テレメータ テレメータ受信機を、電圧入力ユニット TMR-331に接続し、電圧測定します。

テレメータシステム（315MHz 帯）
送信機 DT-031T/ 受信機 DT-031R-1
テレメータシステム（315MHz 帯）
送信機 DT-041T/ 受信機 DT-041R-1
テレメータシステム（2.4GHz 帯）
送信機 DT-223T/ 受信機 DT-281R-1
テレメータシステム（2.4GHz 帯）
送信機 DT-221T/ 受信機 DT-281R
摩擦型トルクセンサシステム FGDH-3A 専用
テレメータ受信機 DT-182R

安全に関するご注意●安全にお使いいただくため、ご使用の前には、「取扱説明書」をよくお読
みの上、記載内容に従ってご使用ください。

お問合せ、ご用命は社

140-8560 東京都品川区南大井 6-8-2
TEL.03-3763-5611 FAX.03-3763-6128

認証取得範囲 ISO9001
ひずみゲージ、ひずみ測定
装置、変換器の設計と製造

掲載内容は予告無く変更することがあります。掲載内容は 2023 年 10 月現在のものです。

TML Pam J-4012Q