Products

Solutions

Esperti nell'analisi dei liquidi

Analizzatori, sensori in loco
e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi

Services2Esperti nell'analisi dei liquidi

Endress+Hauser, il vostro partner
Endress+Hauser è un leader mondiale nel campo della strumentazione dimisura, dei servizi e delle soluzioni per l'ingegneria dei processi industriali.
Endress+Hauser offre ai suoi clienti di tutto il mondo
un'ampia gamma di strumenti, servizi e soluzioni diautomazione per l'ingegneria di processo. Delle 12.000
persone impegnate nelle attività di automazione dei processi("People for Process Automation"), circa metà operano nelle
vendite. Questi tecnici commerciali aiutano i clienti di tutto il
mondo a rendere i loro processi sicuri, economici ed ecologici.
Con i suoi centri di vendita distribuiti in oltre 40 Paesi,
Endress+Hauser è sempre vicino alla sua clientela. Nelle areegeografiche in cui non è direttamente presente,
Endress+Hauser opera per mezzo di agenti che completanola sua rete globale, servendo i clienti in modo rapido e
flessibile e con un approccio individuale.
Concentrazione di competenze specialistiche
Nella sede centrale dei nostri centri di produzione vengono
svolte attività produttive, di gestione dei prodotti, ricerca &sviluppo e logistica. Nelle sedi in Germania e Svizzera
vengono prodotti componenti base destinati alla nostra
produzione mondiale. Negli stabilimenti in Brasile, Cina,
Repubblica Ceca, Francia, India, Italia, Giappone, Sud Africa,
Regno Unito, e Stati Uniti vengono eseguiti l'assemblaggio, il
collaudo e la taratura di strumenti e dispositivi destinati
principalmente ai mercati locali.
Crescita continua
Il profitto per Endress+Hauser non è un obiettivo, ma il risultato
di una buona gestione economica. Il Gruppo si è impegnato a
conseguire una crescita continua, basata sulle proprie forze, e lasua solidità è garantita da un elevato capitale proprio, pari al
68%. Inoltre, i profitti vengono principalmente reinvestiti nella
società, a ulteriore garanzia del successo e dell'indipendenza delGruppo. Endress+Hauser è stata fondata dallo svizzero Georg H.
Endress e dal tedesco Ludwig Hauser nel 1953. Negli anni, lasocietà ha continuato a prosperare e oggi è un'impresa globale,di esclusiva proprietà della famiglia Endress dal 1975.

Esperti nell'analisi dei liquidi
Endress+Hauser Conducta, che fa parte del Gruppo
globale Endress+Hauser, figura tra i leader
internazionali della produzione di sensori,
trasmettitori, armature, analizzatori, campionatori esoluzioni complete per l'analisi dei liquidi. L'azienda èdiventata un vero e proprio centro di eccellenza enell'arco degli ultimi quarant'anni si è impegnata
duramente per conquistare una posizione di rilievo nel
mercato globale.
Endress+Hauser Conducta ha cinque stabilimenti diproduzione, a Gerlingen (Germania), Waldheim(Germania), Groß-Umstadt (Germania), Anaheim(USA) e Suzhou (Cina).

Gerlingen, Germania

Waldheim, Germania

Groß-Umstadt, Germania

Anaheim, USA

Suzhou, Cina

Analisi precisa dei liquidi

Analisi precisa dei liquidi
Tutela dell'ambiente, qualità dei prodotti,
ottimizzazione dei processi e sicurezza: queste sono
solo alcune delle ragioni per cui l'analisi dei liquidi
sta diventando fondamentale.
I liquidi come acqua, bevande, prodotti lattiero-caseari, prodotti chimici e
farmaceutici devono essere analizzati costantemente. Vi aiutiamo a svolgere
questa attività di misura con il nostro know-how applicativo e tecnologie
all'avanguardia. Nella nostra gamma completa di soluzioni troverete sempre il
prodotto più adatto alle vostre esigenze di processo.
• Da sensori standard a stazioni di misura complete: vi forniamo tecnologie
all'avanguardia per qualsiasi parametro di analisi dei liquidi.
• I nostri strumenti di alta precisione vi aiuteranno ad aumentare la resa delprodotto, a migliorarne la qualità e ad assicurare la sicurezza dei processi.
• Grazie a interfacce e protocolli di comunicazione all'avanguardia, potrete
integrare i nostri dispositivi in maniera ottimale nei vostri processi aziendali
e di produzione e nel vostro sistema di asset management dell'impianto.
• Qualunque sia il vostro campo di attività (laboratorio, industria
di processo o utility), potete contare sul nostro know-how e lanostra esperienza per ottimizzare la vostra applicazione.
• Endress+Hauser, fornitore leader di tecnologie di misura e analisi, sarà al vostro
fianco durante tutto il ciclo di vita del prodotto, in qualsiasi parte del mondo.

Indice2Endress+Hauser, il vostro partner

3

Analisi precisa dei liquidi

Parametri di misura
4

Principi di misura

6

Descrizione generale dei parametri
di misura

8

Nutrienti

13 Parametri non selettivi
16 Metalli e altri indicatori
17 Trattamento del campione
18 Campionamento
20 Servizio per analizzatori e
campionatori
21 Soluzioni di analisi
22 Sensori per pH, conducibilità,ossigeno, torbidità e disinfezione
Analisi dei liquidi per settore
industriale
24 Potabile e acque reflue
30 Industria alimentare e dellebevande32 Chimica
34 Industria farmaceutica
36 Produzione di energia
38 Materie prime ed industria
metallurgica
40 Oil & Gas
42 Utility
44 Integrazione ottimale nei sistemi
45 W@M Life Cycle Management
46 Guida ad analizzatori, sensori e
campionatori3

4

Esperti nell'analisi dei liquidi

Principi di misura
Oggigiorno, se ad esempio occorre
misurare nitrati o ammonio online,
spesso risulta difficile stabilire
il principio di analisi adatto per
uno strumento. Si tratta tuttavia
di una decisione importante,poiché un principio di misura non
idoneo può portare a risultati
notevolmente imprecisi.
D'altro canto non è possibile fornire
una raccomandazione generale per unprincipio di misura idealmente adattoa ogni applicazione.

Un altro interrogativo riguarda
l'utilizzo dei valori misurati:• Se l'attenzione è rivolta alle
strategie di controllo e regolazione,è necessario ottenere rapidamente
valori di misura che riflettano leattuali condizioni nel processo.
Questi valori di misura rapidi
vengono forniti per lo più da sistemi
di sensori usati direttamente
nel processo. Funzionano sullabase di principi di misura ottici,
spettrali o potenziometrici.

• Se occorre effettuare operazioni dimonitoraggio e documentazione,
la soluzione è rappresentata daanalizzatori auto-pulenti ad alta
precisione, con taratura automatica.
Questi tipi di sistemi si basano su
principi di misura colorimetrici,
chimici bagnati o biologici.
L'esclusiva e completa gamma di
prodotti Endress+Hauser vi offre lo
strumento adatto con il principio di
misura idoneo alla vostra applicazione.

Metodi fotometrici
La fotometria è una delle procedure
di analisi più antiche e maggiormente
testate. Si basa sul dato di fatto chele diverse sostanze contenute in
un campione acquoso assorbono
o filtrano diverse quantità di luce
introdotta nel campione stesso.
I rilevatori sul lato ricevitore delsistema di misura analizzano questa
differenza tra la luce introdotta ela luce ricevuta, quindi utilizzano lacurva di taratura salvata nel sistema
per stabilire la concentrazione dellasostanza specifica nel campione.

La maggior parte dei sistemi di misura
attualmente disponibili funziona sullabase dei principi di misura fotometrici:

Principio di misura basato
su colorimetria
Uno o più reagenti vengono aggiunti
al campione di acqua da analizzare
per “tingerlo”. Successivamente il
campione acquoso viene misurato
con metodo fotometrico. L'intensitàdel segnale di assorbimento specifico
è proporzionale alla concentrazionedella sostanza tinta nel campione.
Prima di ogni misura effettiva
viene eseguita una misura diriferimento (campione senza agenti
chimici), al fine di compensare
eventuali interferenze causate dacolorazione propria, torbidità ocontaminazione. La concentrazione
effettiva della sostanza è determinata
grazie a questa informazione.
La maggior parte delle procedure
standardizzate per l'analisi delle acquepotabili e reflue si basa su fotometria ecolorimetria. Selezionando
specificamente i reagenti
di tintura, si possono
misurare diversi parametricon particolare accuratezza,dall'alluminio al silicato,fino al fosfato.

• Colorimetria: usando reagenti
speciali, le particelle inizialmente
invisibili vengono “tinte” e lesostanze tinte vengono poi misurate
tramite fotometria.

• Assorbimento UV: le sostanze
da misurare visualizzano l'autoassorbimento diretto nel campo
ultravioletto della luce. Spesso aquesto riguardo si fa riferimento
a sistemi di misura ottici, cheanalizzano solitamente una
lunghezza d'onda di misura e una
lunghezza d'onda di riferimento.

Principio di misura:
misura assorbimento colorimetrico
Intensità dellaluce introdotta

Intensità dellaluce ricevuta

Gli analizzatori online
Liquiline System CA80 diEndress+Hauser utilizzano
queste collaudatissime
procedure di laboratorio,
pertanto potete essere
certi dell'affidabilità delrisultato di misura.

Assorbimento	= m
 isura dell'attenuazione della luce
relativa all'intensità introdotta

Principi di misuraPrincipio di misura: assorbimento UV
I sensori UV utilizzano l'auto-assorbimento della sostanza
da misurare nel campo ultravioletto della luce.
Per questo scopo, la luce ultravioletta pulsante ed
estremamente stabile di una lampada intermittenteviene fatta passare attraverso la sezione di misura. Le
sostanze nel campione da misurare assorbono questa
luce in modo proporzionale alla loro concentrazione.
L'intensità del fascio di luce attenuato viene misurata adue lunghezze d'onda fisse (lunghezza d'onda di misurae lunghezza d'onda di riferimento) tramite fotodiodi.
L'interferenza da torbidità, contaminazione o altri
idrocarburi organici viene eliminata in modo matematico.
La concentrazione della sostanza viene determinata con
l'ausilio di una curva di taratura salvata nel sistema.

Principio di misura: misura assorbimento UV

empfangene
Lichtintensität
Intensità dellaluce introdotta

I sensori in loco Viomax CAS51D per la misurazione
di nitrati o SAC funzionano in base al principio
dell'assorbimento UV. I sensori effettuano la
misura direttamente nel processo. Nitrati e SAC(parametro non selettivo per il tenore di sostanzeorganiche nell'acqua) assorbono direttamentenel campo UV, senza l'aggiunta di reagenti.

Metodo potenziometrico con elettrodi iono-selettivi (ISE)

La misura potenziometrica con l'impiego di elettrodi
iono-selettivi è simile alla misura del pH. All'internodell'elettrodo iono-selettivo (ISE) è presente una membrana
selettiva per lo specifico ione da misurare. Questa
membrana contiene ionofori. Gli ionofori facilitano la“migrazione” selettiva degli ioni verso l'internodell'elettrodo e questo cambiamento nella carica genera unpotenziale elettrochimico. Il potenziale viene misurato
utilizzando un elettrodo di riferimento separato con
potenziale costante, ed è proporzionale alla concentrazione
di ioni nel fluido. Con questo principio di misura, il risultatodella misura non viene influenzato dalla colorazione e dalla
torbidità del fluido. Poiché il sensore ISE viene immerso
direttamente nel fluido e risponde in tempi rapidi, ilsistema di misura reagisce molto velocemente ai
cambiamenti nella concentrazione. Il segnale di misura e laconcentrazione di ioni misurati sono direttamente correlati
su vasta scala, in modo che questi sistemi possano coprire
un campo di misura particolarmente esteso.

Intensità dellaluce ricevuta

5Esperti nell'analisi dei liquidi

Descrizione generale dei parametri di misura

Metalli e altri parametri

Parametri non selettivi

Nutrienti

Descrizione

Campionamento, trattamento delcampione

6

Applicazioni

Descrizione
Oltre a ridurre il carbonio, i moderni depuratori riducono anchel'azoto e il fosfato. A questo scopo, è necessario eseguire la misurain linea dei seguenti parametri:• Ammonio• Nitrati• Nitriti• Fosfato• Fosforo totale
L'analisi online aiuta a rispettare i valori limite di scarico più rigorosi
e a ridurre i costi operativi, ad esempio i costi di scarico delle acquereflue.

Applicazioni............................................................................................................

Descrizione
Per misurare e valutare il carico organico di acque potabili e reflue
vengono impiegati principalmente quattro parametri:• coefficiente di assorbimento spettrale (SAC)• domanda biologica di ossigeno (BOD)• richiesta chimica di ossigeno (COD)• carbonio organico totale (TOC)

Applicazioni............................................................................................................

Descrizione
I requisiti di qualità dell'acqua variano a seconda del ramo d'industria.
L'acqua potabile e la maggior parte dell'acqua di processo, tuttavia, ètrattata mediante clorazione, addolcita e/o trattata chimicamente perla regolazione del pH, il controllo della corrosione e la prevenzione
dei depositi di fango. Praticamente tutti i processi produttivi
richiedono acqua non corrosiva, priva di torbidità e incolore, noncontenente ferro e manganese. Anche la crescita microbiologica è daevitare. Vengono misurati i seguenti parametri:• Alluminio (Al)• Cromato (Cr)• Ferro (Fe)Applicazioni............................................................................................................

Trattamento del campione
Un trattamento corretto del campione è parte integrante di ogni
analisi. Un buon trattamento del campione dovrebbe:• non alterare il campione• trattenere tutte le particelle ecc. che causano interferenza• necessitare di una manutenzione minimaCiò è particolarmente importante nel settore delle acque reflue.

Applicazioni.................................................................Pagina 17• Aerazione dei depuratori:
garantisce la nitrificazione con un
consumo minimo di ossigeno,
sufficiente denitrificazione e
controllo del ricircolo per undosaggio ottimale dei precipitanti• Scarico dei depuratori:
monitoraggio e documentazione
dei valori limite• Trattamento acque: monitoraggioe documentazione dei valori
limite• Carico acque reflue: controllo emonitoraggio dei processi mediante
misurazione del carbonio organico
totale e possibilità di ripartire iquantitativi con metodi biologici• Scarico dei depuratori: Monitoraggio e
documentazione dei valori limite
obbligatori, monitoraggio della perdita
di prodotto e contabilizzazione delcarico• Monitoraggio dei fiumi• Acqua potabile: processi per garantire
acqua sterile, non contaminata, insapore
e inodore• Generazione di acqua calda e vapore• Addolcimento di acqua di lavaggio
industriale e acqua di risciacquo• Scarico dei depuratori: monitoraggio e
documentazione dei valori limite
obbligatori• Misura del colore, di ferro e manganesenei processi di fabbricazione della carta• Depuratori: dall'ingresso
attraverso i vari passaggi ditrattamento fino all'uscita
dell'impianto di trattamento• Acque reflue non trattate
nell'industria chimica,
alimentare e della carta• Acqua di drenaggio

Descrizione generale dei parametri di misuraPrincipi di misura............................. Pagina 8

Principio di misura potenziometrico...................Pagina 5
Basato su una membrana
iono-selettiva sulla quale si
accumulano gli ioni ammonio
e nitrato, causando unaccumulo di potenziale
elettrico.

Assorbimento UV..................................................Pagina 5
Basato sulla misuradell'assorbimento a due
lunghezze d'onda fisse negli
ultravioletti.

Principio di misura colorimetrico......................... Pagina 4
Si aggiungono dei reagenti al
campione di acqua da analizzare
per “tingerlo”. Successivamente
il campione viene misurato
con metodo fotometrico.

............................. Pagina 13

Principio di misura colorimetrico......................... Pagina 4
Si aggiungono dei reagenti al
campione di acqua da analizzare
per “tingerlo”. Successivamente
il campione viene misurato
con metodo fotometrico.

............................. Pagina 16

Assorbimento UV/infrarossi................................Pagina 5
Basato sulla misura dell'assorbimento
a lunghezze d'onda predefinite.
• UV: la luce ultravioletta (UV)viene fatta passare attraverso
la sezione di misura, dopodiché
viene misurato l'assorbimento a
due lunghezze d'onda fisse (SAC).
• IR: il campione viene bruciato,
dopodiché il gas di combustione
viene raffreddato. Quindi si
determina il contenuto di CO2
mediante assorbimento IR, etale dato viene utilizzato per
calcolare il valore di TOC.

Principio di misura colorimetrico......................... Pagina 4
Si aggiungono dei reagenti al
campione di acqua da analizzare
per “tingerlo”. Successivamente
il campione viene misurato
con metodo fotometrico.

Campionatori
I campionatori permettono la campionatura automatica,
una distribuzione definita e la conservazione di campioni
di liquido. Tali campionatori garantiscono il mantenimento
dei campioni in condizioni non falsate fino al momentodell'analisi in laboratorio.
I campionatori Liquistation e Liquiport possono essere
facilmente dotati di sensori per la misura in linea di variparametri. Inoltre, consentono un'integrazione ottimale
nei sistemi di controllo di processo.

Applicazioni..........................................................Pagina 18• Depuratori industriali e civili• Autorità ed enti competenti
per le risorse idriche• Monitoraggio dei liquidi nei
processi industriali

78

Esperti nell'analisi dei liquidi

Analisi dei nutrienti
Ammonio
ISEmax CAS40D•

Viomax CAS51D
Liquiline System CA80AM

Nitrati Nitriti Fosfato

Fosforo totale

•
•

•

•

•

•

La misura dei nutrienti consente l'ottimizzazione dei processi e il controllo dell'acqua in uscita dai
depuratori. È inoltre utile per monitorare la qualità delle acque durante il trattamento.

Sistema di misura iono-selettivo ISEmax CAS40D/Liquiline CM44
per misura di ammonio e nitrati
ISEmax viene usato per la misuracontinua di ammonio e/o nitrati, conil sistema compatto che comprende unsensore e un trasmettitore. Il sensore èformato da elettrodi iono-selettivi e daun elettrodo di riferimento, installato
in un'armatura di immersione con
pulizia automatica ad aria compressa
e un pre-amplificatore. Tramite
un supporto adatto, il sensore èmontato direttamente sul bordo dellavasca, cioè sospeso verticalmente
da una catena. In questo modo ilsensore e gli elettrodi sono immersi
direttamente nel processo.
Fino a tre elettrodi iono-selettivi
misurano simultaneamenteammonio, nitrati e, ove possibile,
altre variabili. Sono dotati dimembrane di separazione facilmente
sostituibili, selettive per lo ione damisurare. Le membrane di nuova
concezione sono molto robuste e ilsistema di pulizia ad aria compressa
integrato le mantiene libere da
incrostazioni e contaminazione,
garantendone la costante operatività.
Vantaggi• Sistema compatto• Privo di reagenti• La misura online implica lapossibilità di determinare
immediatamente i livelli
di concentrazione

Vista della testa del sensore
CAS40D

Elettrodo ISE

Membrana diseparazione• Facile da usare: non è richiesto
un campionamento esterno• Un unico sensore per ammonio e
nitrati significa avere nitrificazionee denitrificazione sotto controllo

Vari campi di misura• Ammonio-azoto: da 0,1 a1000 mg/l NH4-N• Nitrati-azoto:da 0,1 a 1000 mg/l NO3-N

Applicazioni tipiche• Misura della concentrazione diammonio e nitrati direttamente
nel processo in vasca biologica• Cambio rapido dei valori misurati
per controllo e regolazione• Determinazione del carico diammonio(valore di pH compensato)
all'ingresso delprocesso in vasca biologica• Controllo dell'aerazione
dipendente dal carico

Trasmettitore Liquiline CM44

Nutrienti

Sistema di misura UV Viomax CAS51D/Liquiline CM44
per misura di nitrati
Sensore UV in loco
Con questo sensore èpossibile misurare i nitrati
direttamente nel fluido.
Il sensore non richiede l'uso
di tergicristalli, parti mobili oguarnizioni assiali nelle acque reflue.
Le armature in acciaio inox di altaqualità consentono l'installazione
in vasche o canali. Nei fluidi aerati,
l'installazione verticale con il sensore
sospeso a un supporto con catena si
è rivelata una soluzione efficace. Se
si preferisce l'installazione nel bypass del campione, Endress+Hauser
offre una soluzione ideale nella
forma di un recipiente a deflusso.
Grazie al suo campo di misuraeccezionalmente dinamico, il sensore
vanta un campo di applicazione
particolarmente ampio.
Vantaggi• Nessun trattamento del campione• Nessun materiale di consumo• Nessun reagente• Nessuna parte soggetta a usura• Tempo di risposta breve• Misure continue
Applicazioni tipiche
Soluzione polivalente con una fessura
di 8 mm• Monitoraggio del contenuto dinitrati negli scarichi dei depuratori• Monitoraggio e ottimizzazione delladenitrificazione
Sensore per acqua potabile con fessura
di 2 mm• Monitoraggio e controllo degli
impianti di potabilizzazione• Misura di nitrati in corpi
d'acqua naturali
Vari campi di misura• Da 0,01 a 50 mg/l NO3-N

Sensore in loco Viomax CAS51D con Liquiline CM449

10Esperti nell'analisi dei liquidi

Analizzatori colorimetrici Liquiline System CA80 per misura dei nutrienti

Gli analizzatori Liquiline System CA80 permettono di eseguire misureestremamente precise per attività di monitoraggio e documentazione. Grazie allaloro integrazione nella piattaforma Liquiline Memosens, sono caratterizzati dalle
stesse modalità di utilizzo intuitive dei trasmettitori Liquiline e possono essere
messi in servizio in modo semplice e rapido insieme ai relativi sistemi dipreparazione dei campioni.

Liquiline System CA80 con modulo di
raffreddamento

Vantaggi• Metodi di misura standardizzati secondo le norme ISO e DIN per misureaffidabili, conformi alle normative• Costi operativi ridotti grazie alla taratura automatica
e al basso consumo di reagenti• Manutenzione semplice non pochissimi strumenti• Diagnostica avanzata con accesso remoto per
una maggiore sicurezza di processo• Possibilità di aggiornamento semplice mediante connessione disensori Memosens, per realizzare una stazione di misura completa• Integrazione ottimale nei sistemi di controllo processo tramite Modbus,
PROFIBUS, EtherNet/IP o comunicazione mediante webserver• Preparazione corretta del campione selezionando uno dei tre sistemi
di filtraggio in base alle condizioni specifiche dell'applicazione

Misure di nitriti con Liquiline System CA80NO
I nitriti sono indicatori chimici
importanti della qualità dell'acqua.
Sono tossici e favoriscono laformazione delle nitrosammine,che sono cancerogene. Per questo
motivo, le autorità hanno definito
dei limiti rigorosi per il tenore
di nitrati nell'acqua potabile,nell'acqua minerale e nell'acqua
greggia utilizzata per la produzione
di alimenti, soprattutto perquelli destinati ai neonati.
Con Liquiline System CA80NO, gli
acquedotti e le aziende produttrici diacque minerali o alimenti hanno adisposizione un sistema dimonitoraggio in linea di alta
precisione del processo didenitrificazione.
Funzioni e vantaggi dell'analizzatore:• Misura in linea con metodo
colorimetrico standard con
naftilammina, conforme ad
ISO 6777 e DIN EN 26777, chegarantisce la compatibilità diretta
con i risultati di laboratorio.
• Reazione rapida e diagnostica
per ricercare eventuali elementi
di disturbo del processo• Maggiore sicurezza del processo didenitrificazione.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio di limiti severi relativi a:• Acqua potabile• Acqua minerale• Acqua non depurata per laproduzione alimentare
Campo di misura
Nitrito-azoto
10 µg/l - 3 mg/l NO2-N

Nutrienti

Misura dell'ammonio e di ortofosfati con Liquiline System CA80AM e
CA80PHGli analizzatori Liquiline System
CA80AM e CA80PH funzionano con
un principio di misura colorimetrico
standard per assicurare lacompatibilità diretta con i risultati dilaboratorio:• Metodo al blu di indofenolo
conforme ad ISO 7150-1,
DIN 38406-5 e GB 718187 per l'ammonio• Metodo al blu di molibdeno
conforme a DIN EN 1189 per basse
concentrazioni di ortofosfati• Metodo al vanadato molibdato(giallo) per concentrazioni
elevate di ortofosfati
Liquiline System CA80AM

La funzione principale dei depuratori èquella di proteggere le acque dei corpi
idrici recettori. Ecco perché i valori
limite per l'ammonio e gli ortofosfati
diventano sempre più severi
di anno in anno. Il carico di fosfati èparticolarmente importante, poiché ilfosforo è un fattore decisivo, che
determina una proliferazione
eccessiva di alghe e piante nei corpi
idrici.

Applicazioni tipiche
Gli analizzatori consentono dieseguire analisi estremamente precisedell'ammonio e dei fosfati in tutti i
punti di controllo critici:
Uscita gli analizzatori favoriscono laconformità ai valori limite epermettono di produrre
documentazioni conformi ai requisiti.
Vasca di aerazione gli analizzatoriconsentono di risparmiare e di ridurre
i consumi energetici.

• L'analizzatore di ammonio, abbinato
a un sensore di ossigeno, consente
di eseguire misure accurate delleconcentrazioni di ammonio eossigeno, consentendo un controllo
preciso dei soffianti in base al carico.
• La misura affidabile degli ortofosfati
contribuisce a ottimizzare ildosaggio dei precipitanti.
Ingresso Gli analizzatori monitorano
continuativamente i prodotti in entrata
per consentire una gestione tempestiva
dei picchi di carico.
Depurazione delle acque Nei cicli diraffreddamento, gli analizzatori
contribuiscono a ottimizzare ildosaggio dei fosfati utilizzati per
stabilizzare la durezza dell'acqua e perproteggere dalla corrosione.
Campi di misura• Ammonio-azoto
0,05 - 100 mg/l NH4-N• Fosforo ortofosfato
0,05 - 10 mg/l PO4-P(metodo del blu)
0,5 - 50 mg/l PO4-P(metodo del giallo)

11

12

Esperti nell'analisi dei liquidi

Misura del fosforo totale con Liquiline System CA80TP
I nuovi standard di qualità impongono
di ridurre la quantità di fosforo
rilasciata dai depuratori nei fiumi e nei
laghi, poiché il fosforo ha un ruolo
fondamentale nel promuovere la
proliferazione eccessiva di alghe e
piante nei corpi idrici. Liquiline
System CA80TP aiuta i responsabili
dei depuratori a realizzare queste
riduzioni senza comportare unaumento dei costi sostenuti per i
precipitanti.

Misura in linea di precisione delfosforo totale• Il metodo standard al blu dimolibdeno conforme alla norma
ISO 6878 assicura la compatibilità
con le misure di laboratorio.
• Le pompe peristaltiche consentono
di gestire campioni rappresentativi
contenenti particelle.
• Il modulo di diluizione opzionale
permette di eseguire misureconformi ai requisiti anche in acquecon carico di fosforo elevato.
• L'unità di dosaggio ottica assicura
una riproducibilità ottimale
dei risultati di misura.
• I registri dettagliati consentono
di documentare i valori di fosforo
totale in maniera uniforme.
Massimi livelli di sicurezza
L'analizzatore è dotato di un reattore
in pressione che assicura la massima
sicurezza operativa e del personale
durante la digestione termica echimica.
• La temperatura nel reattore
viene regolata con precisione,
assicurando la digestione
completa del campione.

• Il coperchio di sicurezza,
controllato mediante software,
impedisce l'apertura del reattore
di digestione in presenza ditemperature elevate o quando è
in pressione. Questo coperchiopuò essere rimosso per attività
di manutenzione solo quando ilreattore è in condizioni di sicurezza.
• L'unità di dosaggio ottica è dotata
di una barriera fotoelettrica
di sicurezza ridondante perla massima affidabilità.
Applicazioni tipiche• Carico e scarico dei depuratori ai finidel calcolo e della documentazione
relativi alla capacità di depurazione• Scarichi dei depuratori industriali
per determinare le spese di scarico e
supportare il principio"inquinatore-pagatore"• Acque di processo
Campi di misura• 0,05 – 10 mg/l Ptot
• 0,5 – 50 mg/l Ptot (con modulo didiluizione)

Parametri non selettivi

Parametri non selettivi
SAC
Viomax CAS51D

COD

•

TOC

•

TOCII CA72TOC
Liquiline System CA80COD

CODeq
•

TOCeq
•

•

•

I parametri non selettivi sono utili per valutare il carico organico di acque potabili e reflue:

Sistema di misura UV Viomax CAS51D/Liquiline CM44 per misura del SAC
Sensore UV in loco
Questo sensore consente dieffettuare la misura di SAC
direttamente nel fluido.
Può essere installato in una vasca o
un canale con un'armatura in acciaio
inox di alta qualità. Nei fluidi aerati èpossibile l'installazione verticale conil sensore sospeso a un supporto con
catena. Per installare il sensore nel bypass del campione, Endress+Hauser
offre una soluzione ideale nella
forma di un recipiente di deflusso.
Grazie al metodo di misura ottico
usato dal sensore, non sono necessari
reagenti o agenti chimici. Grazie alsuo campo di misura eccezionalmente
dinamico, il sensore vanta un campo
di applicazione particolarmente
ampio. Inoltre sensore e trasmettitore
possono mostrare valori quali
CODeq, TOCeq o parametri correlati.

Vantaggi• Nessun trattamento del campione• Nessun materiale di consumo• Nessun reagente• Nessuna parte soggetta a usura• Tempo di risposta breve• Misure continue

Sensore SAC in loco Viomax CAS51D con
Liquiline CM44

Applicazioni tipiche• Determinazione del coefficiente diassorbimento spettrale• Monitoraggio continuo delle acquereflue per inquinamento organico• Monitoraggio dei fiumi• Speciali operazioni di misura nel
campo UV

Vari campi di misura• Da 0,1 a 700 m-1

13Esperti nell'analisi dei liquidi

Analizzatore ad alta temperatura TOCII CA72TOC per misura continua del TOC
TOCII CA72TOC monitora le acquereflue industriali utilizzando la misuraad alta temperatura con funzionamentoa doppio batch per garantire sicurezzae facilità di manutenzione. Il sistemaè ottimizzato per le applicazioni
industriali, anche per quelle con valori
pH variabili ed elevati carichi di sale.
Vantaggi• Misura accurata e rapida con
funzionamento “a doppio batch”• Disponibilità di misura a uno e due
canali• Manutenzione rapida e semplicegrazie alla buona accessibilità di tutti icomponenti• La trappola per sali riscaldabileaumenta in modo significativo la vita
operativa• Il concetto di forno sostituibile
diminuisce in modo significativo ladurata di esercizio grazie al forno
preparato• Il dosaggio di acido a pH controllato
per l'eliminazione TIC riduce al minimo
il consumo di acido• Auto-test ad attivazione esterna con
TOC standard (cioè per violazione dellimite)Forno a combustione

1. Combustione

3. Condensazione

2. Filtrazionea 105°C
Trappola per sali
riscaldabile

Raffreddatore

Funzionamento adoppio batch
Il funzionamento a doppio
batch brevettato collega
i circuiti dell'acqua e delgas. Il campione acquoso
viene preparato in modo
continuo nell'analizzatore
e convogliato in batch nel
forno. Durante la misura, il
gas contenente CO2 viene
fatto circolare e accumulato
nel circuito del gas. Ciòconsente di registrare
grandi volumi di campioni(1200 µl), determinando
una sensibilità elevata.
Dopo la misura, il circuitodel gas viene risciacquato
con un gas vettore senza
CO2 e viene determinata
la linea di base per lamisura successiva.

Trappola per sali riscaldabile• Con la trappola per sali riscaldabile, la maggioranza dei
sali volatili precipita nella trappola e non nel forno.
• Il forno non deve raffreddarsi prima che sulla trappola
venga eseguita la manutenzione. Ciò aumenta
considerevolmente la funzionalità del punto di misura.
• Sono sufficienti 5 minuti per pulire o sostituire la trappola per sali.

Applicazioni tipiche• Monitoraggio acque reflue industriali(ad esempio in ingresso e uscita)• Controllo delle acque reflue diprocesso• Monitoraggio delle acque industriali
di superficie• Monitoraggio delle acque reflue
municipali
Proprietà• Combustione catalitica termica inbase al metodo EPA 415.1, DIN EN
1484, ISO 8245
• Tempo di misura a doppio batch:
Nuovo valore misurato ogni setteminuti• Estensione opzionale del campo dimisura grazie alla prediluizione con
fattore 20• Il dosaggio programmabile delcampione nel forno garantisce una
grandissima accuratezza
Vari campi di misura• Da 0,25 a 12.000 mg/l

Funzionamento a doppio batch
cioè 300 µl/min

Campione

Circolazione

Reattore

850°C

O2
H2O

Condensazione

O2 + CO2

CO2

14

Rilevatore

Uscitarisciacquo

TOC - CCO2

50

0
Risciacquo Circolazione Risciacquo Circolazionet[min]

Parametri non selettivi

Analizzatore colorimetrico Liquiline System CA80COD per misura di COD

La COD (chemical oxyen demand,
letteralmente "domanda chimica diossigeno") è il parametro piùcomunemente utilizzato per
determinare il tenore di sostanzeorganiche nelle acque reflue.
Valori di COD reali per monitoraggio
ambientale ad alta precisione
Liquiline System CA80COD è
l'analizzatore ideale per le tipologie dianalizzatori che necessitano di valori
di COD "reali" in linea per assicurare laconformità ai requisiti normativi:• Il metodo del bicromato perla determinazione del COD,
ampiamente collaudato,
assicura la comparabilità con
i risultati di laboratorio.

• Le pompe peristaltiche assicurano
una determinazione rappresentativadella domanda chimica di ossigeno
poiché permettono di gestire
campioni contenenti particelle.
• Il modulo di diluizione opzionale
garantisce misure precise e
conformi ai requisiti normativi
anche in acqua con tenore
elevato di sostanze organiche.
• L'unità di dosaggio ottica assicura
una riproducibilità ottimale
dei risultati di misura.
• I registri dettagliati consentono
di documentare i valori di
COD in maniera uniforme

Applicazioni tipiche• Depuratori municipali
Il valore del COD viene misurato
nelle sezioni di carico e scarico per
far riconfluire l'acqua in ingresso
con carico elevato in vasche"tampone", e determinare la capacità
di depurazione dell'impianto.
• Depuratori industriali
Il COD viene misurato nellasezione di scarico per consentire
la contabilizzazione basata sul
carico per gli introduttori efavorire l'applicazione del principio
dell'"inquinatore-pagatore".
• Acque di processo

Massimi livelli di sicurezza
L'analizzatore è dotato di un reattore
in pressione che assicura la massima
sicurezza operativa e del personale
durante la digestione termica echimica.
• La temperatura nel reattore
viene regolata con precisione,
assicurando la digestione
completa del campione.
• Il coperchio di sicurezza,
controllato mediante software,
impedisce l'apertura del reattore
di digestione in presenza ditemperature elevate o quando è
in pressione. Questo coperchiopuò essere rimosso per attività
di manutenzione solo quando ilreattore è in condizioni di sicurezza.
• L'unità di dosaggio ottica è dotata
di una barriera fotoelettrica
di sicurezza ridondante perla massima affidabilità.

Campi di misura• 10 – 5.000 mg/l O2• 40 – 20.000 mg/l O2(con modulo di diluizione)

Vantaggi• Costi operativi contenuti
grazie alle funzioni di taraturae pulizia automatiche• Manutenzione semplice nonpochissimi strumenti• Diagnostica avanzata con accesso
remoto per una maggiore
sicurezza di processo• Possibilità di aggiornamento
semplice mediante connessione disensori Memosens, per realizzare
una stazione di misura completa• Integrazione ottimale nei sistemi
di controllo processo tramite
Modbus, PROFIBUS, EtherNet/IP ocomunicazione mediante webserver

15

Esperti nell'analisi dei liquidi

Metalli e altri parametri relativi al
trattamento acqueLiquiline System CA80

Alluminio

Cromato

•

•

Ferro

•

Il contenuto di metalli e altri parametri vengono principalmente misurati nel processo. Il trattamento di acque e acquereflue assicura una buona qualità delle acque.

Analizzatore colorimetrico Liquiline System CA80

Liquiline System CA80CR

Monitoraggio continuo comechiave per il controllo dei costi
L'acqua, il solvente universale, si
trova ovunque. Per gli utilizzatoridelle acque di processo e gli operatori
degli impianti idrici, di generazione divapore e delle acque reflue, è molto
importante sapere quali sono lesostanze disciolte o sospese nell'acqua.
La contaminazione nell'acqua puòdanneggiare l'impianto o causare
malattie e depositi su componenti
importanti. Per questo motivo,
il monitoraggio del processo ènecessario per garantire il trattamento
efficace dell'acqua per scopi diproduzione, nonché per i sistemi diriscaldamento e di raffreddamento
oppure per controllare il trattamentodelle acque reflue industriali.

Esempio applicativo
Monitoraggio acqua minerale, valore limite 30 µg/l ferroµg/l ferro

16

L'analisi continua e automatica è
fondamentale per un monitoraggio
affidabile. È superiore rispetto
alle singole analisi, poiché nonsoltanto offre sicurezza, ma fornisce
informazioni costanti sulla qualitàdell'acqua usata. Il rilevamento ela correzione rapidi dei disturbi inciascuna unità di processo può ridurrei costi di trattamento e garantire
la conformità con le normative
di monitoraggio applicabili. Ciòcomporta una minore necessità
di misure di laboratorio random
durante il funzionamento normale.
Le leggi richiedono un monitoraggio
attento del processo di depurazionedelle acque reflue, con particolare
riferimento a determinati parametri.
Nel caso del cromato, le aziendedel settore della galvanotecnica ele concerie sono dotate di impiantidi depurazione interni, necessari
per ridurre i contaminanti e portarlia livelli tali da permetterne lo
scarico nei depuratori municipali.
In questo caso, il metodo standard
con la difenilcarbazide assicura laconformità alle norme sugli scarichi ei registri dettagliati dell'analizzatore
permettono di documentare
continuativamente i valori di cromato.
I campi di misura dei singoli
parametri sono riportati a p.
46/47 della "Guida ad analizzatori,
sensori e campionatori".

Data, ora

Trattamento del campione

Trattamento del campione per analizzatori
Un trattamento corretto del campione è parte integrante di ogni analisi. A complemento del sistema di trattamento del campione,
il recipiente di raccolta campione convoglia il campione trattato all'analizzatore e garantisce che vi sia sempre una quantità dicampione sufficiente a disposizione per l'analisi.

Liquiline System CAT810• Sistema di filtrazione con filtro a
reticella per l'installazione in tubi
di bypass o tubi in pressione• Risciacquo completamente
automatizzato con aria compressa• Controllato da Liquiline System
CA80 o in versione indipendente,
controllata da timer

CAT810Liquiline System CAT860• Sistema di microfiltrazione in loco
per acque reflue molto cariche, ad
esempio agli ingressi dei depuratori• Sistema completo con pompa
integrata e sistema addizionale dipulizia chimica dell'elemento filtrante• Controllato da Liquiline System
CA80 con funzionalità diagnostichedi livello avanzato

CAT860, aperto

CAT820, aperto

Filtro a Y

Filtro a Y per Liquiline System
CA80TP e CA80COD• Campionamento diretto
per tubi di bypass.
• Installazione semplice con attaccoa incollare standard (40 mm).
• Campioni rappresentativi grazie
al tubo flessibile che galleggia alcentro del flusso di campione.
• Il movimento del fluido contribuisce
a rimuovere le particelle ead evitare intasamenti.

Liquiline System CAT820• Sistema di microfiltrazione in loco
per trattamenti biologici e canali• Sistema completo con pompa
integrata• Intervalli di manutenzione piùlunghi grazie alla funzione
opzionale di risciacquo automatico• Controllato da Liquiline System
CA80 con funzionalità diagnostichedi livello avanzato o in versioneindipendente
PA-2 sullo strumento

CAT411, chiuso

Trattamento del campione PA-2/
PA-3/PA-8 per CA72TOC• Bassi requisiti di manutenzione
grazie al principio di filtrazione
tangenziale e al risciacquocompletamente automatizzato• Portata volumetrica da 0,1 a 8 m3/h
• Lunga durata di funzionamento,
assenza di usura meccanica• Disponibile anche versionein acciaio inox per pressioni
e temperature elevate• Per tutte le applicazioni con acquereflue, comprese quelle gravose

Stamoclean CAT411• Modulo di microfiltrazione perla filtrazione di acque reflue
prive di fibre nel by-pass delle
tubazioni in pressione• Filtri semplici da sostituire• Bassi costi di investimento• Effetto di autopulizia
grazie all'azione di forze ditaglio sulla membrana

17

18

Esperti nell'analisi dei liquidi

Campionamento
I campionatori Liquistation CSF48 e
Liquiport 2010 CSP44 consentono
il campionamento automatico,
una distribuzione predefinita e laconservazione di campioni di liquido.
Tali campionatori garantiscono
il mantenimento dei campioni
in condizioni non falsate fino al
momento dell'analisi in laboratorio.
Questi prodotti, in quanto partedella piattaforma Liquiline, possono
essere aggiornati facilmente perottenere stazioni di misura complete,
con funzionalità “plug & play”
effettive per i sensori Memosens.
Sicurezza del campione• Liquistation CSF48 e Liquiport2010 CSP44 consentono dieseguire attività di campionamento
conformi alle disposizioni di leggee alle norme internazionali.
• Mai più campioni deteriorati a causadelle variazioni di temperatura:
il sistema di raffreddamento disicurezza garantisce temperaturestabili nel vano campioni.
• Mai più campioni persi a causa diepisodi di vandalismo: nessuna vite
esterna per aprire il dispositivo chiuso.
Facilità d'uso• Tutti i campionatori Endress+Hauser ei trasmettitori Liquiline funzionano inmodo identico, per garantire una
maggiore intuitività e ridurre
notevolmente gli errori umani.

• L'impostazione dei programmi dicampionamento è semplice e alcontempo flessibile: con le procedure
guidate, basate su tre livelli utente, èpossibile eseguire tutti i passaggi con
facilità.
• Un web server integrato consente diaccedere ai parametri del dispositivo
in remoto, tramite qualsiasi webbrowser.
• I protocolli digitali con bus di campo
HART, PROFIBUS e Modbus
consentono un'integrazione ottimale
nei sistemi di controllo di processo.
• Procedura di movimentazione dei
campioni che non danneggiano laschiena: i cestelli di bottiglie separati

possono essere trasportati
comodamente e in sicurezza inlaboratorio con varie combinazioni dibottiglie.
Facilità di adattamento• È possibile scegliere tra quattro
materiali per la custodia: versioni
economiche in plastica e acciaio inox
per applicazioni standard e versioni
per impieghi gravosi, adatte ad
applicazioni industriali più
impegnative.
• Vetro o plastica, una o 24 bottiglie: èpossibile trovare sempre il recipiente
più idoneo per il campione utilizzato,
conforme agli standard DIN/IEC e ISO.

Una piattaforma – tutte le funzioni analitiche integrate nei campionatori.

Campionamento

Liquistation CSF48 e Liquiport 2010 CSP44
Tre tecnologie di campionamento
per qualsiasi tipo di utilizzo• Per applicazioni che richiedono
elevata accuratezza,
ripetibilità e velocità, scegliete
la pompa per vuoto.
• Per altezze di aspirazione
ridotte, volumi del campione
variabili e applicazioni tossiche,
scegliete la pompa peristaltica.
• Se il campionamento deve essere
eseguito direttamente da tubi inpressione, l'armatura Samplefit
CSA420 è la scelta ottimale.
Semplice da manutenere• La pulizia del sistema dicampionamento è estremamente
semplice. Le pompe possono
essere smontate e sottoposte
a manutenzione senza
l'impiego di alcun utensile.
• Il sistema di raffreddamento
compatto a 24 VCC elimina tutti
i problemi con diverse tensioni
di alimentazione e può essere
sottoposto a manutenzionee sostituito senza necessità
di conoscenze speciali.
• Anche la sostituzione dei
moduli elettronici è semplice e
rapida. Il campionatore li rileva
automaticamente, pertanto
il tempo di manutenzione
è ridotto al minimo.
Soluzioni a prova di futuro• Se dotato di sensori con tecnologia
Memosens, il campionatore
diventa una soluzione di sistema
completa per il monitoraggio
ambientale moderno.

Principio con pompa per vuoto
1

2

3

4

SpurgoPrelievo

Dosaggio

Scarico1

2

3
Principio
con pompa
peristaltica

Spurgo/risciacquo

Prelievo/
dosaggio

Vuoto

1

2

3
Principio dicampionamento
con Samplefit
CSA420Standby

Campione• Attualmente, consentono dimisurare dodici parametri diversi,
ma la gamma è in continuo
aumento: pH, redox, conducibilità,ossigeno, torbidità, cloro, nitrati,
SAC, ammonio, cloruro, potassio
e livello dei fanghi. È possibile
misurare quattro dei parametri
sopra citati contemporaneamente.
• Come si evolverà il vostro processo
tra quattro anni? Mantenete aperte
tutte le porte, con un campionatore
predisposto per effettuare
misure pressoché immediate
su quattro canali di misura.

Scarico• L'integrazione in FieldCare e W@M
consente una efficace gestionedelle risorse. Questi strumenti
offrono supporto completo perl'intero ciclo di vita dell'impianto
e forniscono informazioni
aggiornate ed esaustive.

19

20

Esperti nell'analisi dei liquidi

Servizio eccellente peranalizzatori e campionatori
La manutenzione corretta garantisce un funzionamento regolare nel lungo
periodo e una prestazione ottimale degli strumenti
Proprio come le auto devono essere sottoposte
regolarmente a ispezione per garantirne l'adeguatezza
alla messa su strada, lo strumento necessita a sua
volta di cura e manutenzione professionali.
La manutenzione corretta è fondamentale per ottenere il
meglio dal vostro misuratore. Noi di Endress+Hauser vi
supportiamo nel corso dell'intero ciclo di vita del vostro
strumento, dalla messa in servizio alla manutenzione
completa, oltre a personalizzare i nostri servizi in basealle vostre speciali necessità e condizioni locali.
Messa in servizio
La corretta messa in servizio dello strumentoè essenziale per una prestazione ottimaledell'equipaggiamento, fin dall'inizio.

Manutenzione preventiva
Migliora la vita utile dell'impianto e garantisce che tutti gli
strumenti funzionino entro le specifiche dell'applicazione.
Vantaggi• Maggiore disponibilità grazie a ispezione regolare
e misure di manutenzione preventiva• Vita operativa degli strumenti più lunga• Nessun costo nascosto - spese di viaggio, tempo
di lavoro e parti di ricambio inclusi nel prezzo• I certificati specifici dei dispositivi garantiscono
conformità con le regolamentazioni legali(ISO, legislazione nazionale, ecc.)

Vantaggi• Conoscenze specializzate al momento giusto
garantiscono l'avvio tempestivo della produzione.
• Il trasferimento efficiente delle conoscenze
assicura un addestramento ottimale dello staff.
• I report di messa in servizio soddisfanogli standard di sicurezza e qualità.
• La competenza di Endress+Hauser vi assistenell'ottimizzazione dei vostri processi.
• I problemi di natura tecnica vengono
rapidamente risolti in loco.
• Tutto incluso – nessun costo aggiuntivo o inatteso.

• Contatto regolare con specialisti per ottenere
le informazioni tecniche più aggiornati ed
espandere la base di conoscenza interna• Il vostro staff può concentrarsi sulle
proprie competenze core
Parlate con i tecnici presso l'organizzazione di assistenza
e il centro di vendite Endress+Hauser più vicini a voi
per scoprire il servizio più adatto alle vostre esigenze.

Soluzioni di analisi

Soluzioni di analisi
Soluzioni “chiavi in mano” perl'analisi dei liquidi
La nostra azienda sviluppa soluzioni di analisi personalizzate
in base ad attività di misura specifiche, comprendenti
pannelli, armadi o stazioni di monitoraggio, nonché sistemi
di automazione. Saremo al vostro fianco sin dalla fase diprogettazione,durante l'implementazione e la messa inservizio. Inoltre, grazie alla nostra rete di assistenza globale,potrete sempre contare su Endress+Hauser, che sarà il vostro
partner per tutto il ciclo di vita della soluzione implementata.
Monitoraggio
Le nostre stazioni di monitoraggio vengono fornite pronte
all'uso, e contengono tutti i componenti richiesti per tutte leattività, dalla preparazione del campione alla trasmissione
dei dati a sistemi di livello superiore, garantendo sempre la
massima semplicità durante l'installazione, l'uso e la taratura.
Le soluzioni di monitoraggio sono adattate specificamente
alle condizioni e all'ambiente operativo del cliente, tenendo
conto dei requisiti di comunicazione e di servizio.
Automazione
Le nostre soluzioni di automazione vi aiuteranno aottimizzare i vostri processi, di qualunque tipo essi siano:
controllo dell'aerazione o dosaggio del fosfato in undepuratore, pulizia e taratura automatica di stazioni dimisura del pH nell'industria chimica o nel settore Life
Science.

Vantaggi• Tutto da un unico fornitore• Soluzioni pronte all'uso, grazie all'eccellentecollaborazione sin dalla fase di progettazione• Integrazione efficiente nei processi, poiché coinvolgiamo
i clienti nella progettazione dei nostri armadi e dei nostri
quadri• Rapida messa in servizio grazie alla tecnologia di misuracon funzionalità collaudate• Funzionamento affidabile in campo con modalità digestione semplice dei valori misurati e funzionalità
opzionali di consultazione a distanza e teleallarme• Assistenza mondiale

21

22

Esperti nell'analisi dei liquidi

Esperti in pH, conducibilità, ossigeno,
torbidità e disinfezione
I sistemi di misura del pH diEndress+Hauser si possono trovarein tutte le applicazioni che richiedono
valori di misura affidabili, un elevato
grado di disponibilità e tempi
di utilizzo lunghi. Con la nostra
vasta esperienza nella produzione
e nello sviluppo di sensori diprocesso, occupiamo una posizione
leader nel mercato mondiale.

Know-how della tecnologiadel sensore
Nessun componente di un punto dimisura richiede un investimento tantoelevato in termini di competenza
nello sviluppo e di tempo quanto
i sensori. Il grado di integrazione
verticale della produzione, learmature modulari e un alto livellodi automazione garantiscono
qualità, sicurezza e affidabilità ai
massimi livelli, indipendentemente
dal parametro di analisi delliquido che si vuole misurare.
Trasmettitori intuitivi
I trasmettitori Endress+Hauser
sono rinomati per le loro interfacce
standardizzate e di facile utilizzo. Conla sua funzione Navigator, la famiglia
di prodotti Liquiline in particolare
offre una comodità aggiuntiva. Inoltre,
la progettazione modulare indica chepuò essere facilmente ampliata comerichiesto.

Il portfolio prodotti spazia dall'unitàa canale singolo a basso costo
al controllore multiparametroe multicanale Liquiline CM44,
per avere sempre il trasmettitore
adatto a ogni applicazione.
Ampia gamma di armature
Virtualmente tutte le misure nel
processo necessitano di un'armatura
concepita in modo ottimale persensore e applicazione. La nostra linea
di armature spazia da armature ad
immersione estremamente flessibili
all'armatura retrattile automatica peroperazioni pesanti, che consente dirimuovere il sensore sul momento
e fornisce valori di misura affidabilianche a pressioni e temperatureelevate.
Grazie alla combinazione con un'ampia
gamma di connessioni al processo,
potete essere certi di trovare una
soluzione per ogni posizione diinstallazione.

Esperti in misure di pH, conducibilità, ossigeno, torbidità e disinfezione

Parametri

Vantaggi e beneficipH
Il monitoraggio del valore di pH
garantisce un risultato di
produzione ottimizzato in tutti isettori industriali. Inoltre, il valore
pH costituisce una variabile
controllata critica, che influenzal'efficienza di un impianto.

• Elettrodi in vetro universali (0 - 14 pH)
Ampio portfolio prodotti per tutte le applicazioni. Disponibilità con riferimento in gel oliquido e varie membrane. Adatti per temperatura fino a 140 °C• Sensori ISFET non in vetro
Per applicazioni igieniche e processi a elevato contenuto di particelle. Sensori infrangibili
che reagiscono rapidamente e sono adatti alle basse temperature• Elettrodo infrangibile in Enamel sensibile al pH
Per applicazioni igieniche e installazione diretta nel processo, misure stabili per vari anni,
estremamente resistente alla corrosione

Conducibilità
Il monitoraggio della conducibilità
elettrolitica è importante per ilmonitoraggio del trattamentodelle acque reflue e per il controllo
dei processi di trattamento. Nel
settore chimico, la conducibilità
viene utilizzata per determinare laconcentrazione di acidi e basi.

• Sensori a conducibilità conduttiva
Ampia gamma per tutte le applicazioni: per temperature elevate, in acqua pura e ultrapura,in applicazioni igieniche, nelle acque reflue e nell'acqua potabile; i sensori presentano un
design semplice e sono molto sensibili• Sensori a conducibilità induttiva
Robusto sensore Indumax CLS50D con eccellenti proprietà di resistenza chimica, permisurare la concentrazione di acidi, basi e sali; sensore igienico CLS54D per l'industria
alimentare e farmaceutica, adatto a valori elevati di conducibilità, non sensibile alle
incrostazioni

dd

Ossigeno
Il livello di ossigeno in "analisi" è unindicatore importante della qualitàdell'acqua nel monitoraggio delleacque di superficie oppure durante
il trattamento dell'acqua.
Rappresenta inoltre un parametro
chiave per le condizioni ottimale
nella vasca di aerazione e
nell'itticoltura.

• Sensori amperometrici di ossigeno
Sempre il sensore giusto per un'ampia gamma di operazioni, dalle applicazioni igieniche al
trattamento dell'acqua, fino alle acque reflue; tecnologia pluritestata con risultati precisi,
Oxymax COS51D con sistema a 3 elettrodi per la massima stabilità a lungo termine• Sensori ottici di ossigeno
Per acqua, acque reflue e itticoltura; metodo di misura puramente ottico basato
sul principio della fluorescenza; caratterizzato da tempi di risposta brevi, disponibilità
elevata e manutenzione ridotta

Torbidità
La misura della torbidità è unparametro importante per l'acqua
potabile. Nelle acque reflue, latorbidità viene misurata percontrollare i processi ditrattamento delle acque reflue nei
fanghi primari, nell'ispessimento
dei fanghi e nella vasca diaerazione attraverso l'uscita.

• Sensori di torbidità
Torbidimetri e sensori in linea per l'acqua potabile, l'acqua di processo trattata e le acquereflue; utilizzano il metodo comune della luce diffusa a 90°, 135° e il metodo a luce pulsata;sensori affidabili, che garantiscono stabilità a lungo termine• Misura di livello dei fanghi
Per acqua, acque reflue, industria mineraria e chimica, la misurazione continua dellaconcentrazione con un sistema optoelettronico, un sistema a ultrasuoni per misuraparallela, minimo sforzo di installazione, configurazione semplice

Disinfezione
La misura di cloro e biossido dicloro è necessaria in tutti i settoridella disinfezione, per assicurare
un trattamento delle acque sicuro
ed efficiente.

• Sensori amperometrici per la disinfezione
Adatti ad acqua potabile, acqua per uso ricreativo, acque industriali e acque reflue; sensori
per tutti i tipi di cloro: cloro libero disponibile, biossido di cloro e cloro totale, membrana dicopertura, bassa manutenzione e virtuale insensibilità alle condizioni della portata• Quadri di misura per disinfezione
Punti di misura completi che comprendono tutti i componenti di conduzione del fluido e i
raccordi, pronti per la connessione, facilmente accessibili dalla parte anteriore e semplici dasottoporre a taratura e manutenzione

Trasmettitori e sistemi
I trasmettitori completano il punto
di misura. Elaborano il valoremisurato dal sensore e lo
visualizzano o lo rendono
disponibile per ulteriori
elaborazioni. I sistemi automatici
di pulizia e taratura si rivelano utili
nelle applicazioni che prevedono
requisiti rigorosi.

• Trasmettitori
Per tutte le applicazioni possibili. Il portfolio prodotti è molto vasto: si va dall'economico
misuratore ad un parametro Liquiline CM14 a 4 fili, al Liquiline CM42 ad alte prestazioni
con tecnologia a 2 fili, al trasmettitore multicanale e multiparametro Liquiline CM44 adatto
a tutti i sensori digitali con tecnologia Memosens. Per i sistemi analogici sono disponibili i
trasmettitori Liquisys.
• Sistemi di pulizia e taratura completamente automatizzati per misura del pH
Per applicazioni con requisiti elevati o per condizioni di processo aggressive nei settorichimico, alimentare e farmaceutico

Armature
Le armature rappresentano
l'interfaccia con il processo.
Portano i sensori nella caldaia, neltubo, nel fermentatore o nellavasca nella posizione preferita nel
fluido.

• Armature retrattili
Per la costante disponibilità del sensore, cioè serbatoio pieno o pressione di processo• Armature da installazione
Armature a basso costo se l'applicazione non necessita di pulizia o sostituzione dei sensorialla temperatura di processo• Supporto e armature per il funzionamento a immersione
Sistemi flessibili per vasche aperte e canali o installazione in serbatoi dall'alto• Armature a deflusso
Per misura di by-pass in acquedotti, settore alimentare e chimico, centrali elettriche

23

24

Esperti nell'analisi dei liquidi

L'acqua è vita
Qualità dell'acqua, scarichi, regolamentazione, ambiente...:tutti argomenti per cui è meglio contare su un partner di fiducia.
Noi mettiamo a vostra disposizione la nostra esperienza
per aiutarvi a far fronte ad esigenze difficili, in uno
scenario caratterizzato da budget sempre più ridotti erequisiti legislativi sempre più severi. Sicurezza dell'acqua
potabile, scarichi, sanzioni ambientali, infrastrutture diapprovvigionamento idrico per i paesi in via di sviluppo,
monitoraggio dell'energia, aumento della produzione difanghi nei depuratori, opportunità di produzione di biogas,
ecc. sono tutte tematiche che conosciamo, pertanto siamo
in grado di soddisfare le vostre esigenze con il nostro
know-how e le nostre soluzioni di processo.

Endress+Hauser, che opera nel settore delle acque in oltre
100 paesi, vi offre un'alternativa innovativa:• M iglioramento della sicurezza e della disponibilità degli
impianti• Ottimizzazione dei costi dei processi idrici interni• Assistenza nella gestione dei rischi e dei guastiAnalisi dei liquidi – Acqua e acque reflue

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM44
Trasmettitore multicanale e multiparametro
flessibile per 12 parametri differenti e fino aotto sensori. Messa in servizio rapida grazie
alla connettività "plug & play". Facilità d'uso
grazie ai menu intuitivi. Integrazione ottimale
nei sistemi di controllo dei processi tramite bus
di campo digitali. Possibilità di accesso remoto
tramite qualsiasi web browser.
Oxymax COS61D
Sensore ottico con tecnologia Memosens per lamisura veloce e senza deriva dell'ossigeno nellafase di trattamento biologico dei depuratori oper il monitoraggio affidabile della qualità delleacque superficiali o dell'acqua potabile.
Manutenzione minima grazie alla tecnologia
ottica e allo strato fluorescente stabile.
Turbimax CUS52D/CUS51D
Sensori di torbidità con tecnologia Memosens.
Il modello CUS52D consente una misuraaffidabile per valori di torbidità bassi e perl'acqua potabile. Riduce la complessità
dell'installazione ed evita le perdite di prodotto.
Il modello CUS51D offre misure affidabili innumerose tipologie d'impiego grazie ai modelliapplicativi integrati. La funzione di autopulizia
riduce al minimo le esigenze di manutenzione.
Chloromax CCS142D
Sensore digitale con tecnologia Memosens perla misura del cloro libero nell'acqua potabile,nelle piscine o nelle acque di processo. Valoriaffidabili anche con portata e conducibilità
fluttuanti. Lunghi intervalli di manutenzione e
taratura grazie alla membrana di rivestimentodel sensore.
Liquistation CSF48
Campionatore fisso per il trattamento di acquepotabili e reflue. Massima sicurezza dei
campioni grazie al sistema di raffreddamento.
Facile sostituzione dei consumabili per una
veloce pulizia e manutenzione. Scelta di metodi
e programmi di campionamento per unadattamento flessibile alle esigenze applicative.
Liquiline System CA80
Analizzatore per la misura online ad alta
precisione di vari elementi, ad esempio
dell'ammonio, in tutti i punti di controllo critici
degli impianti di trattamento reflui: ingresso,
vasca di aerazione, uscita. Manutenzione
ridotta grazie alle funzioni di taratura e pulizia
automatiche. Basso consumo di reagente.
Possibilità di collegare fino a quattro sensori
con tecnologia Memosens. Diagnosticaavanzata per un'elevata sicurezza del processo
e la tracciabilità del punto di misura.

Safe water
La disponibilità di acqua a costi contenuti è un
fattore di grande importanza - e continuerà adesserlo anche in futuro.
Il monitoraggio completo della qualità dell'acquarichiede soluzioni che tengano conto di tutti iparametri principali. Liquiline CM44 permette dimisurare fino a otto parametri di qualità dell'acqua
simultaneamente - semplicemente collegando isensori con una connessione "plug & play". Cosa
riusciamo a ottenere:• Valori di misura affidabili e precisi• Un'elevata disponibilità degli impianti grazie alleridotte esigenze di manutenzione durante ilfunzionamento e la taratura in laboratorio• Grande facilità di installazione, messa in servizio eutilizzo per l'ottimizzazione dei costi dell'impianto• Un'integrazione trasparente nel sistema dicontrollo del processo attraverso una serie di bus
di campo digitali• La possibilità di documentare i cicli di vita dei
sensori e di tracciare i processi con l'uso distrumenti di gestione dei sensori e dei punti dimisura, ad esempio Memobase Plus
Rispetto dei valori limite - per un'efficace riduzione
dei costi
La funzione principale dei depuratori è quella diproteggere le acque dei corpi idrici recettori. Eccoperché i valori limite diventano sempre più severi
di anno in anno. Per mantenere i costi di scarico a
livelli ragionevoli ed evitare di incorrere in sanzioni,
i responsabili degli impianti di trattamento
reflui hanno bisogno di sistemi affidabili per
il monitoraggio dei nutrienti. Gli analizzatori
Liquiline System CA80 utilizzano metodi dimisura standardizzati per garantire la massima
corrispondenza ai risultati di laboratorio. Inoltre,i registri integrati negli analizzatori permettono
di documentare in modo continuo i valori
misurati ad uso delle autorità competenti.

25

26

Esperti nell'analisi dei liquidi

Analizzatori e campionatori
nel trattamento delle acque reflue

Sedimentazione Primaria
Durante il trattamento primario, le acque reflue
vengono separate in “sostanze generalmente liquide”(la parte acquosa) e in “sostanze generalmente solide”(il fango). La parte acqua contiene carbonio organico,nonché nitrati e ammonio. Questi componenti sonoconosciuti come parametri di elementi nutritivi.
Cosa viene misurato?
• Le misure di TOC e SAC forniscono
informazioni sul carico di carbonio in ingresso
nell'impianto > CAS51D, CA72TOC• La misura dell'ammonio fornisce informazioni sulla
quantità di azoto nelle acque reflue. Questo azoto
deve anche essere digerito nella fase di trattamento
biologico > CAS40D, CA80AM con CAT860• Il campionamento consente di condurre
un'analisi dettagliata dell'acqua in ingresso.
Queste misure, attuate prima della vasca biologica,consentono di rilevare i picchi di carico e di reindirizzarli
nelle vasche volano. Il successivo ritorno nel processo
di trattamento delle acque reflue consente unfunzionamento sicuro e più omogeneo del sistema.

Campionatore
ammonio TOC / SAC

Sedimentazione preliminare

Denitrificazione e ricircolo
Durante questo processo le acque reflue vengono mescolate
con i fanghi attivi. Se l'ossigeno non è presente, il nitrato
viene ridotto ad azoto di base. Si tratta del primo passaggio
nel processo di trattamento biologico. Il carbonio funge dafonte di nutrimento per i batteri e viene ridotto a sua volta.
Cosa viene misurato?
• Il valore di COD misurato fornisce informazioni sulla
quantità di carbonio nel processo di trattamento
biologico > CA80COD, CAS51D• La misura di nitrati indica il nitrato che viene ridotto
durante questa fase del processo > CAS51D
La fase successiva del processo di trattamento può iniziare
subito dopo il trattamento dei nitrati. Una bassa
concentrazione di nitrati nella fase di denitrificazione è
essenziale per ottenere basse concentrazioni all'uscita,
riducendo le cariche delle acque reflue. Determinando ivalori dei parametri di fango è possibile controllare in modo
ottimale il processo del fango.

Nitrati CODeq

Denitrificazione

Analisi dei liquidi – Acqua e acque reflue

UscitaDopo il trattamento biologico, le acque reflue
passano nel sedimentatore secondario. Il fango si
deposita sul fondo e può essere riutilizzato comefango attivo o fango in eccesso. L'acqua depurata
viene convogliata verso l’uscita dell’impianto.

Nitrificazione
Durante la fase di nitrificazione, l'ossigeno viene usato
per ridurre l'ammonio rimanente in nitrati. Partedelle acque reflue vengono ritrasferite alla fase didenitrificazione per un'ulteriore riduzione dei nitrati.
Cosa viene misurato?
• La misura dell'ammonio indica la quantità di ammonioche è stata ridotta > CAS40D, CA80AM con CAT820• L'ossigeno viene misurato per favorire la regolazione
e il controllo dell'efficienza del processo di riduzione.
Una quantità troppo scarsa di ossigeno rallenta
il processo, mentre una quantità eccessiva fa
salire i costi di funzionamento > COS61D• La misura degli ortofosfati viene usata per regolare econtrollare il dosaggio dei precipitanti > CA80PH con
CAT820
L'aerazione impiega fino al 70% dell'energia usata
nei depuratori biologici. I sensori per ammonio,
nitrati e ossigeno possono ridurre l'aerazione eabbassare così il consumo energetico dell'impianto.

Ammonio,fosfatoNitrificazione

Cosa viene misurato?
Nell'acqua pulita:• Le misure dell'ammonio e dei nitrati sono
indicatori della capacità del depuratore di ridurre
il carico di azoto > CA80AM, CAS51D• Le misure di SAC, COD e TOC documentano l’efficienzadel depuratore in termini di degradazione del carico
di carbonio >CAS51D, CA80COD, CA72TOC• La misura del fosfato in termini di PO43- o
Ptot offre informazioni sul tasso di rimozionedel fosfato > CA80PH, CA80TP• Il campionamento, abbinato a funzionalità
complete di monitoraggio della qualità, permette didimostrare la conformità legale ai valori di soglia
Il monitoraggio continuo dei valori di scarico assicura
la sicurezza. La documentazione completa può essere
impiegata come prova della prestazione dell’impianto
se richiesta dalle autorità, nonché per scopi dimonitoraggio interno. Poiché viene monitorato il profilodel fango, variazioni causate ad esempio da un violento
acquazzone possono essere rilevate rapidamente,
con conseguente adozione di contromisure.

Campionatoriammonio, nitrati,
fosfato o fosfato
totale,SAC, COD o TOC

Depurazione secondaria

Uscita27

28

Esperti nell'analisi dei liquidi

Analizzatori e campionatori
nel trattamento acqueAcqua non trattata
L'acqua proveniente da diverse fonti è caratterizzata
da carichi differenti. Ad esempio, l'acqua di sorgenti
e pozzi contiene particelle; le acque di superficie
contengono ulteriori elementi biologicamente
attivi; l'acqua dei processi chimici contiene sostanzechimiche. In questo caso l'obiettivo è stabilire
la qualità dell'acqua (grezza) non trattata:

Trattamento acque industriali
L'acqua passa attraverso diverse fasi del processo
di trattamento: le sostanze che causano torbidità
vengono rimosse tramite flocculazione e filtri; l'ossigeno
viene aggiunto per ossidare il ferro e il manganese; ilbilanciamento del pH viene regolato. L'acqua risultantecostituisce la base per l'acqua potabile. Viene anche
usata come acqua di processo nell'industria.

Cosa viene misurato?
• Le variabili fisiche come valore di pH, torbidità e
conducibilità e carico organico SAC, TOC e le variabili
derivate forniscono informazioni sull'utilizzabilitàdell'acqua non trattata > CM44, CAS51D, CA72TOC• I nitrati, se convertiti in nitriti, possono causare tossicità
e devono quindi essere misurati > CAS51D, CA80NO• Il campionamento dopo la filtrazione consente ilmonitoraggio della qualità del campione nel laboratorio> CSF48, CSP44

Cosa viene misurato?
• Le variabili fisiche pH, torbidità e conducibilitàconsentono di regolare il bilanciamento del pH el'ossidazione > CM44
• Il contenuto di ferro e manganese viene misurato dopo ilprocesso di filtrazione per valutare l'efficienza
dell'ossidazione > CA80FE• Il nitrato viene misurato per controllare il valore limite
per l'acqua potabile. La misura dei nitriti fornisce
informazioni sulla presenza o assenza di sostanze
pericolose > CAS51D, CA80NO• L'alluminio residuo viene misurato per stabilire il
flocculante residuo dopo il filtraggio > CA80AL

TOC, COD, SAC,
nitratiFerro, manganese,
nitrati, SAC,
alluminio

Recipiente di contatto
Filtro(rimozione manganese,rimozione ferro)

Fonte
Pozzetto

Fiume

Filtro a carboni
attiviFlocculazione

Filtrato su sponda
Disinfezione

Acque di superficie
Acqua di risciacquoAria/
ossigeno

Punti di misura e parametri di funzionamento durante il trattamento dell'acqua da varie sorgenti primarieAcquagrezzaAnalisi dei liquidi – Acqua e acque reflue

Trattamento dell'acqua potabile
L'acqua trattata è pressurizzata o pompata in un serbatoio
sopraelevato. In base alle condizioni, nel tubo viene
iniettato del cloro come disinfettante e l'acqua viene
quindi alimentata al sistema dell'acqua potabile.
La qualità dell'acqua viene sottoposta ad analisi
approfondita all'uscita dell'acquedotto.

Trattamento dell'acqua ultrapura
I sali ionici vengono rimossi dall'acqua trattata. L'acqua
viene addolcita e il gas rimosso. In questo modo si ottiene
acqua ultrapura per processi industriali o acqua di alimentodelle caldaie per entrali elettriche. Poiché sono già state
trattate, l'acqua di ritorno e l'acqua di condensa vengono
reindirizzate nel sistema idrico.

Cosa viene misurato?
• Il contenuto di cloro libero disponibile riflette la qualità didisinfezione dell'acqua > CM44, CCS142D• Variabili fisiche come pH e torbidità vengono misurate
per garantire che la qualità dell'acqua sia conforme alleregolamentazioni legali > CM44
• Il contenuto di manganese, ferro e alluminio nell'acqua
fornisce anche informazioni sulla conformità ai requisiti
di legge > CA80FE, CA80AL

Cosa viene misurato?
• Con pressioni e temperature elevate, l'ossigeno residuo
può causare una corrosione eccessiva e questo aspetto
deve essere monitorato > CM44
• La differenza nella conducibilità offre informazioni sul
funzionamento dello scambiatore di ioni e valore di pH> CM44• L'ammoniaca è usata come inibitore della corrosione.
Viene misurata per garantire il dosaggio ottimale> CA80AM• Il silicato può causare depositi sulle lame della turbina.
Per questo motivo è molto importante monitorare laquantità di silicato nelle centrali elettriche

Ferro, manganese, nitrati,
SAC, alluminio,
cloro libero e legato

Ammonio, ammoniaca,
idrazina, silicato

Stoccaggio

Scambiatore di ioni
Serbatoio a pressione(aumento di pressione)

Degassificazione

Disinfezione

Acqua
potabileAcqua
ultrapura
Ricircolo dell'acqua di processo per l'ulteriore lavorazione

Trattamento dell'acqua potabile

Trattamento dell'acqua ultrapura

29

30

Esperti nell'analisi dei liquidi

Alimentiamo la vostra produttività
Endress+Hauser è il vostro partner globale per misure accurate e consulenze
competenti in materia di automazione per l'industria alimentare e delle bevande.
Il nostro gruppo, forte dell'esperienza acquisita in più
di 100 paesi, assiste importanti aziende produttrici dialimenti e bevande di qualità, che si avvalgono delle
nostre competenze in materia di norme igieniche e disicurezza alimentare. Fate la scelta giusta fin dall'inizio,
andate sul sicuro:• Qualità alimentare e conformità costanti• Risparmio di risorse• Un partner esperto

Analisi dei liquidi – Industria alimentare e delle bevande

Informazioni sui prodotti
Smartec CLD18/CLD134
Sistemi compatti per la misura induttiva dellaconducibilità negli impianti di produzione dibevande. La costruzione igienica impedisce lacontaminazione del prodotto. Il rilevamento
rapido della separazione di fase riduce al minimo
le perdite di prodotto e il carico organico delleacque reflue. Idoneo per cicli di pulizia CIP(Cleaning in Place). Il modello CLD18 è indicato
per le tubazioni di diametro ridotto.
Liquiline CM44
Trasmettitore multicanale e multiparametro
flessibile per 12 parametri differenti e fino a otto
sensori. Messa in servizio rapida grazie alla
connettività "plug & play". Facilità d'uso grazie aimenu intuitivi. Integrazione ottimale nei sistemi
di controllo dei processi tramite bus di campo
digitali. Possibilità di accesso remoto tramite
qualsiasi web browser.
Indumax CLS54D
Sensore con tecnologia Memosens per la misuradella conducibilità induttiva in applicazioni che
richiedono alti livelli di igiene e sterilità. Corpo in
PEEK puro per alimenti, privo di giunzioni ofessure. Design igienico certificato. Adatto a cicli
CIP (Cleaning in Place) e SIP (Sterilization inPlace). Disponibile con tutte le connessioni alprocesso igieniche più comuni.
Tophit CPS471D e Ceramax CPS341D
Sensori di pH con tecnologia Memosens privi diparti in vetro per applicazioni igieniche.
Costruzione infrangibile a garanzia di una totale
sicurezza del prodotto. Ridotte esigenze dimanutenzione. Il sensore CPS471D assicura
misure affidabili e tempi di risposta rapidi anche abasse temperature e utilizza un gel resistente alla
contaminazione. Sterilizzabile e autoclavabile.
CPS341D offre molti anni di funzionamento
stabile. Adatto a cicli CIP (Cleaning in Place) e SIP(Sterilization in Place). Stabilità meccanica elevata
grazie all'elemento sensibile in materiale ceramico
su un corpo in acciaio.
OUSAF11
Sensore ad assorbimento NIR/VIS privo di partiin vetro per la rilevazione della separazione difase e solidi sospesi. Costruzione infrangibile agaranzia di una totale sicurezza del prodotto.
Tempo di risposta rapido per la massima
riduzione delle perdite di prodotto. Adatto a cicli
CIP (Cleaning in Place) e SIP (Sterilization inPlace). Installazione flessibile: Inserzione in linea
o immersione in vasche. Ridotte esigenze dimanutenzione grazie alla lampada stabile e alsensore in FEP repellente allo sporcamento.
Certificati FDA e 3-A.

Cicli di pulizia CIP (Cleaning in Place)La pulizia in linea è un'applicazione cruciale
per tutti i processi dell'industria alimentare edelle bevande, e per assicurare l'igiene dellelinee di produzione è assolutamente
necessario conoscere la concentrazione dei
detergenti. Questa concentrazione può essere
controllata misurando la conducibilità con i
dispositivi compatti Smartec o con le unità
Liquiline CM44 e Indumax CLS54D. Questi
sistemi di misura in linea restituiscono
velocemente i valori misurati favorendo uncontrollo ottimale del processo di pulizia e undosaggio preciso dei detergenti.
Separazione di faseL'efficienza economica degli impianti è
un fattore determinante per l'industria
alimentare. Per contenere i costi è senz'altro
utile, tra le altre cose, evitare le perdite diprodotto e ridurre il carico organico delleacque reflue. Per realizzare questi obiettivi
è indispensabile identificare rapidamente
la separazione di fase prodotto/acqua.
Nei processi che utilizzano materiali con
conducibilità differenti, i dispositivi compatti
Smartec o le unità Indumax CLS54D con
Liquiline CM44 assicurano un rilevamento
affidabile della separazione di fase. Nei
caseifici, la soluzione ideale sono le unità
Liquiline CM44P e il fotometro da processo
OUSAF11 privo di parti in vetro.
Nessun rischio di rottura dei vetri in prodotti
alimentari
I processi dell'industria alimentare non tolleranola rottura dei vetri – ecco perché, per la massima
sicurezza dei prodotti in queste applicazioni, si
utilizzano sensori privi di parti in vetro.

31

32

Esperti nell'analisi dei liquidi

Prodotti chimici globali, competitivi e sicuri
Lavorate con noi per ottenere tutte le competenze di progetto ed il know-how
necessari per potenziare le prestazioni di sicurezza dell'impianto.
Collaborando con un partner globale con una conoscenza
diretta delle problematiche mondiali del vostro settore,
avrete vantaggi concreti su vari fronti: aumento dellasicurezza, tutela dell'ambiente, produzione in eccedenza e
conseguenti pressioni sui costi, reperibilità di assistenza
tecnica quando necessario. Potete sempre contare su dinoi: con il nostro aiuto, potrete diventare più competitivi
nel vostro settore di attività.

Con una lunga storia di successi, la nostra azienda è
cresciuta di pari passo con l'industria, ascoltando, agendoe proponendo innovazioni per servirvi meglio con:
• Funzionalità di sicurezza integrate• Tecnologia leader• Gestione ottimale dei progetti

Analisi dei liquidi – Sostanze chimiche

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM42
Trasmettitore robusto per impieghi gravosi,
aree pericolose o applicazioni in sicurezza
funzionale. Il concetto operativo intuitivo
semplifica le operazioni di messa in servizio,
gestione e manutenzione. Perfetta
integrazione di sistema tramite HART,PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus. SIL2
(IEC 61508), approvazioni internazionali perl'uso in aree pericolose.
Ceragel CPS71D
Sensore di pH digitale con tecnologia
Memosens per fluidi soggetti a cambiamenti
rapidi nella composizione. Sistema diriferimento pressurizzato o trappola diioni per una resistenza ottimale
all'avvelenamento. Tempo di risposta rapido
grazie alla membrana ceramica. Approvazioni
internazionali per l'uso in aree pericolose.
Orbisint CPS11D
Sensore di pH digitale con tecnologia
Memosens per il monitoraggio a lungo
termine di processi stabili. Riferimento
protetto e membrana in PTFE repellenteallo sporcamento. Disponibile con vetro
di processo per fluidi molto alcalini.
Stabile fino a pressioni di 16 bar. SIL 2(IEC61508), approvazioni internazionali
per l'uso in aree pericolose.
Indumax CLS50D
Sensore di conducibilità induttivo con
tecnologia Memosens per misurare laconcentrazione di acidi, basi, salamoia
e prodotti chimici. Elevata resistenzachimica e stabilità a temperature finoa 125°C grazie al rivestimento in PFA
o PEEK. L'ampia apertura del sensore
contrasta la contaminazione. Approvazioni
internazionali per l'uso in aree pericolose.
OUSTF10
Sensore di torbidità con sensori a luce
riflessa per solidi sospesi, emulsioni e fluidi
immiscibili. Misura in linea ad alta sensibilità
per il controllo della qualità e della purezza
dei prodotti, il rilevamento veloce del bloccoo della rottura dei filtri e il rilevamento delleperdite negli scambiatori di calore. Stabilefino a temperature di 90°C. Approvato
per l'uso in aree pericolose (ATEX, FM).
Cleanfit CPA871/CPA472D
Armatura retrattile per la pulizia e lataratura dei sensori senza interruzione delprocesso. Design progettato per impedire
movimenti involontari del sensore dentro e
fuori dal processo. Materiali a contatto con il
fluido adatti a processi corrosivi. Le versioni
manuali sono stabili fino a pressioni di 8 bar(CPA871) o 4 bar (CPA472D), le versioni
pneumatiche fino a pressioni di 16 bar(CPA871) o 10 bar (CPA472D).

SIL
Nell'industria chimica i dispositivi di sicurezza
devono essere testati con regolarità per
assicurare che la funzione di sicurezza
operi correttamente (SIL). Il primo punto
di misura analitico SIL2 approvato dal TÜV
garantisce la massima sicurezza funzionale. La
strumentazione viene classificata e valutata
dal sensore fino alle uscite in corrente,
dalla taratura alle verifiche funzionali.
Il punto di misura SIL2 coniuga un'eccellentesicurezza con la massima disponibilità delpunto di misura al minimo costo possibile.
• Il valore misurato viene trasmesso
separatamente alle due uscite in corrente e
quindi confrontato.
• La catena di misura viene classificata come1oo1D = 1 su 1 con diagnostica.
• HFT=0 equivale a: Nessuna tolleranza agli
errori.
Verifiche funzionali
Il valore PFD (probabilità di guasto on
demand) è in continuo aumento per tutti icomponenti. Per tenere questo valoreaggiornato su sensori, cavi e trasmettitori, èpossibile eseguire una verifica funzionale alla
scadenza dell'intervallo di controllo previsto.
Le verifiche funzionali rappresentano un
metodo efficace per ridurre i costi perché
prolungano sensibilmente la durata dei punti
di misura.

Sicurezza di processo per i sensori
I processi chimici comportano spesso
l'impiego di fluidi aggressivi, che rendono
indispensabile la pulizia regolare dei sensori.
Le armature retrattili come Cleanfit CPA871
permettono di eseguire le operazioni dipulizia senza interrompere il processo esono perfettamente idonee per gli impieghi
nell'industria chimica.
• L'uso di materiali a contatto con il fluido
come PEEK, PVDF, ecc. assicura un'ottima
resistenza ai processi corrosivi• Stabilità meccanica grazie alla custodia con
supporto metallico• Design progettato per impedire movimenti
involontari del sensore dentro e fuori dalprocesso.

33

34

Esperti nell'analisi dei liquidi

Monitoriamo l'industria del Life Science
Affidatevi ad un partner di fiducia, per il quale la qualità, la conformità ed il
controllo dei costi rappresentano il cuore di quest'industria.
Nel nostro lavoro di tutti giorni, dobbiamo attenerci allesevere regole GxP e, al tempo stesso, centrare gli obiettivi
di produttività per tutto il ciclo di vita del prodotto. Potete
contare non solo sui nostri strumenti di altissima qualità
conformi alle norme ASME-BPE, ma anche sui consigli
dei nostri tecnici e sull'esperienza dei nostri addetti alla
manutenzione.
Saremo al vostro fianco per aiutarvi ad ottimizzare iprocessi, per assicurarvi una maggiore disponibilità degli

impianti e miglioramenti continui.
Grazie all'esperienza che abbiamo acquisito operando nel
cuore pulsante del settore, potremo aiutarvi a:• Ottimizzare i progetti• Conseguire l'eccellenza operativa• Prendere le decisioni giusteAnalisi dei liquidi – Industria farmaceutica

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM44P
Trasmettitore multicanale e multiparametro di
grande flessibilità. Può essere combinato con
un massimo di quattro sensori con tecnologia
Memosens e due fotometri da processo permonitorare la qualità dei processi nell'industriaLife Science. Messa in servizio rapida e perfetta
integrazione nei sistemi di controllo delprocesso grazie ai protocolli digitali su bus dicampo. Possibilità di accesso remoto tramite
qualsiasi web browser.
Memosens CPS171D
Robusto sensore di pH digitale per processi difermentazione nei bioreattori. Idoneo per cicli dipulizia SIP, CIP e in autoclave. Biocompatibilitàcertificata per la reattività biologica secondo
USP classe VI, conformità FDA, assenza dicitotossicità o di materiali di origine animale.
Certificato di conformità per l'industria
farmaceutica (su richiesta).
Memosens CLS82D
Sensore digitale di conducibilità a 4 elettrodi pervalori affidabili in un ampio campo di misura.
Costruzione igienica certificata EHEDG e 3-A.
Sterilizzabile e autoclavabile. Controllo diconnessione fra elettrodi, sensore ditemperatura e testa plug in Memosens per lamassima sicurezza. Costruzione compatta pertubi di piccolo diametro.
OUSAF44
Sensore ad assorbimento UV per unmonitoraggio affidabile della concentrazione diprodotto. Eccellente precisione per la massima
linearità e la piena corrispondenza con i risultati
del laboratorio. Adatto a cicli SIP (Sterilization inPlace) e CIP (Cleaning in Place). Taratura online
senza liquido tracciabile secondo NIST.
Cleanfit CPA875
Armatura retrattile sterilizzabile perapplicazioni sterili. Design brevettato a tenuta
dinamica per la massima sicurezza del prodotto.
Costruzione sterile certificata secondo EHEDG e
ASME BPE. Guarnizioni conformi alle norme
FDA e USP classe VI. Adattamento flessibile alleesigenze di processo grazie alla disponibilità dinumerose connessioni al processo.
Memobase Plus CYZ71D
Strumento multicanale e multiparametrico
per operazioni di misura, taratura edocumentazione. Migliore sicurezza di processo
grazie alla tracciabilità del sensore: viene
registrata l'intera vita funzionale dei sensori con
tecnologia Memosens applicati. Supporto di
protocolli GLP, GMP e audit. Possibilità diutilizzo in conformità a FDA 21CFR parte 11.
Minimizza il rischio di discrepanze tra i risultati
di laboratorio e i valori di processo.

Tecnologia Memosens
La qualità dei prodotti, la riproducibilità e laprecisione di misura sono tutti fattori critici nel
settore Life Science, altamente regolamentato.
La tecnologia digitale Memosens permette diottenere valori di misura lineari tra laboratorio,
impianti pilota e applicazioni di processo. Con
Memosens, la taratura può essere eseguita incondizioni ambiente ottimali per migliorarel'accuratezza di misura. Inoltre, le funzioni
diagnostiche avanzate si basano su un eccellente
database per stabilire se un sensore sia ancora incondizioni idonee per il batch successivo orichieda invece un intervento di pulizia e
rigenerazione - un vantaggio di grande
importanza per i processi del settore dellebiotecnologie.
Memobase Plus per una totale tracciabilità
Memobase Plus permette di registrare l'intero
ciclo funzionale di tutti i sensori con tecnologia
Memosens.
Ideale per i protocolli GLP, GMP o gli audit,
permette di operare in accordo alla norma FDA
21CFR parte 11. Grazie alla documentazione dei
valori all'inizio e alla fine del processo, è possibile
identificare, stampare e memorizzare levariazioni delle caratteristiche del sensore
durante il batch. Memobase Plus trasforma ilcomputer in un dispositivo di misura compatto e
ad alte prestazioni, in grado di gestire fino aquattro canali in parallelo. Si riduce così il rischio
di discrepanze tra i risultati di laboratorio relativi
ai campioni prelevati e i valori di processo. È
possibile utilizzare lo stesso tipo di sensori, con lamedesima comunicazione di segnale, sia inlaboratorio che nel processo – una condizione
essenziale per ottimizzare la qualità dei prodotti
e l'efficienza di produzione.

35

36

Esperti nell'analisi dei liquidi

Date corrente alle vostre centrali
Le centrali elettriche hanno un ruolo fondamentale. Noi diamo il nostro
contributo aiutando a ridurre al minimo i tempi di fermo impianto,
garantendo sicurezza ed alta produttività.
Per i vostri impianti avete bisogno di un partner versatile,
con molteplici competenze. Avete bisogno di soluzioni
affidabili, adatte alle specifiche esigenze delle vostre
applicazioni ed agli standard qualitativi del settore.
Magari avete anche la necessità di ammodernare
impianti di vecchia concezione con tecnologie collaudate
ed all'avanguardia, che vi garantiscano sempre una
produttività elevata.
Con l'orientamento del settore verso il gas naturale, lefonti rinnovabili e le nuove dinamiche di mercato dettate
dal trattamento di shale gas, la nostra missione è fornirvi

la completa assistenza ed esperienza. Ciò significa anchegarantire alti livelli di sicurezza per il vostro personale esoddisfare i requisiti sempre più severi delle normative
ambientali riguardanti la depurazione dei fumi, ad esempio
con catalizzatori SCR per la riduzione dell'ossido di azoto,precipitatori elettrostatici (ESP) per la separazione delleparticelle e trattamenti per la desolforazione.
Affidandovi a noi avrete:• massima efficienza degli impianti• maggiore sicurezza• mantenimento delle competenzeAnalisi dei liquidi – Produzione di energia

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM44
Trasmettitore multicanale e multiparametro
flessibile per 12 parametri differenti e fino aotto sensori. Messa in servizio rapida grazie
alla connettività "plug & play". Facilità d'uso
grazie ai menu intuitivi. Integrazione
ottimale nei sistemi di controllo dei processi
tramite bus di campo digitali. Modelli dicalcolo VGB integrati.
Condumax CLS15D
Sensore digitale conduttivo di conducibilità
con tecnologia Memosens per acqua pura eultrapura. I valori di misura affidabili e precisi
anche con basse conducibilità, uniti alla
possibilità di determinare la conducibilità
differenziale per il calcolo dei valori di pH,
permettono di valutare in modo affidabile lacorrosione, le impurità e il condizionamentodell'acqua. Ridotte esigenze di manutenzione
grazie alle superfici di misura lucidate.
Orbisint CPS11D
Sensore digitale di pH con tecnologia
Memosens. Riferimento protetto emembrana in PTFE repellente allo
sporcamento. Anello di sale perapplicazioni a bassa conducibilità, ad
esempio nella produzione di vapore. SIL 2(IEC61508), approvazioni internazionali
per l'uso in aree pericolose.
Oxymax COS22D
Sensore di ossigeno amperometrico digitale con
tecnologia Memosens per le misure in tracce.
Catodo in oro per una migliore accuratezza.
Valori di misura affidabili per il rilevamento
sicuro della possibile corrosione delle tubazioni.
Stabilità a lungo termine con approvazioni
internazionali per l'uso in aree pericolose.
Liquiline System CA80
Analizzatore per misure in linea ad alta
precisione. Misura accurata dei silicati per ilmonitoraggio della qualità degli scambiatori
di ioni durante la preparazione dell'acqua dialimento. Valori di ferro precisi per ilrilevamento affidabile della possibile
corrosione degli scambiatori di calore.
Manutenzione ridotta grazie alle funzioni ditaratura e pulizia automatiche. Basso
consumo di reagente. Possibilità di collegare
fino a quattro sensori con tecnologia
Memosens al sistema Liquiline System CA80.
Pannello SWAS
Pannello contenente tutte le tecnologie dimisura necessarie per il monitoraggio in
linea della qualità dell'acqua e del vapore,inclusa la riduzione di temperatura epressione. Integrazione ottimale nei sistemi
di controllo del processo. Documentazione
dei valori di misura resistente alla
manomissione. Configurazione su misura infunzione delle specifiche esigenze dei clienti.

Massima sicurezza grazie a misure in tracce
affidabili
Nelle centrali elettriche, la qualitàdell'acqua è un fattore determinante permantenere il circuito acqua/vapore al
riparo dalle contaminazioni. Un'acqua non
sufficientemente pura rischia di crearecorrosione e incrostazioni in turbine, caldaie
e tubazioni, rendendo necessarie costoseriparazioni se non la completa sostituzionedell'unità. Le elevate condizioni di temperaturae pressione del ciclo acqua/vapore e i campi
di misura ridotti necessitano di soluzioni
intelligenti.
• I sensori di conducibilità, pH e ossigeno chesono stati progettati per le misure in tracce
permettono di rilevare anche le più piccole
impurità nell'acqua di alimento
demineralizzata.
• I pannelli SWAS (Steam/Water Analysis
System) includono tutte le tecnologie dimisura necessarie per monitorare il circuito
acqua/vapore. Le operazioni di misura
vengono eseguite in linea: un campionedell'acqua di alimento viene prelevato
direttamente dal circuito, passa attraverso
un sistema di riduzione della temperatura edella pressione (condizionamento delcampione) e viene quindi inviato a sensori eanalizzatori installati sul pannello. Al
termine del processo di misura il campione
viene eliminato.

37

38

Esperti nell'analisi dei liquidi

Estrarre di più con meno
Negli scenari attuali, caratterizzati da una diminuzione della qualità dellerisorse, carenze di competenze e problemi di estrazione, possiamo aiutarvi a
conseguire i vostri obiettivi.
Sappiamo che la diminuzione della qualità ha determinato
una maggiore necessità di sistemi di automazione e
controlli migliori. Negli ultimi tempi, le aziende si sono
trovate ad affrontare sempre più carenza di competenze
specifiche, affidandosi così a partner di settore con knowhow specifico. Contemporaneamente, il costo dell'energia
sembra andare in un'unica direzione, mentre le leggi sono
sempre più severe. Sono sfide difficili, che richiedono
l'intervento di esperti in grado di:• a iutarvi a ridurre i costi della produzione di minerali emetalli• mantenere i vostri impianti in sicurezza• migliorare la conformità e la responsabilità

Analisi dei liquidi – Metalli e materie prime

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM44
Trasmettitore multicanale e multiparametro
flessibile per 12 parametri differenti e finoa otto sensori. Messa in servizio rapida
grazie alla connettività "plug & play". Facilità
d'uso grazie ai menu intuitivi. Integrazione
ottimale nei sistemi di controllo dei processi
tramite bus di campo digitali. Possibilità diaccesso remoto tramite qualsiasi webbrowser. Funzione Chemoclean per lapulizia automatica dei sensori.
Orbipac CPF81D
Sensore digitale di pH con tecnologia
Memosens. Robusta custodia in plastica
per la protezione contro i danni meccanici.
Membrana piatta per applicazioni con
fluidi abrasivi. Secondo ponte elettrolitico
per una migliore protezione dell'elettrodo
contro la contaminazione da ioni (S2-, CN-).
Turbimax CUS71D
Sensore a ultrasuoni digitale per la misura
di interfase in ispessitori e altre
applicazioni. La trasmissione continua eveloce di informazioni sull'interfase
consente un controllo preciso di valvole e
separatori. Messa in servizio semplificata
grazie a modelli di calcolo predefiniti.
Ridotte esigenze di manutenzione grazie
alla funzione tergicristallo.
Flexdip CYH112/CYA112
Sistema di supporto modulare perl'installazione di sensori e armature in bacinio serbatoi aperti. Si presta a qualsiasi tipo diinstallazione: a pavimento, a parete e su
ringhiera, con catena, fissa o galleggiante.
Cleanfit CPA871/CPA472D
Armatura retrattile per la pulizia e lataratura dei sensori senza interruzionedel processo. Garantisce una lunga duratadel sensore anche in ambienti difficili.
Design progettato per impedire movimenti
involontari del sensore dentro e fuori dalprocesso. Materiali a contatto con il fluido
adatti a processi corrosivi. Le versioni
manuali sono stabili fino a pressioni di
8 bar (CPA871) o 4 bar (CPA472D), leversioni pneumatiche fino a pressioni di
16 bar (CPA871) o 10 bar (CPA472D).
Cleanfit Control CYC25
Unità di pulizia per armature retrattili. In
combinazione con Liquiline CM44 e
Chemoclean Plus, consente la pulizia
automatica e regolare dei sensori.
Possibilità di misura intervallata in fluidi
aggressivi e abrasivi. Garantisce una lunga
durata del sensore anche in ambienti
difficili.

Misure affidabili anche in condizioni
estreme
I processi del settore dei metalli e primaries
sono estremamente impegnativi per i sensori,perché spesso prevedono la presenza di solidi
abrasivi. Per resistere a queste condizioni
servono sensori dalla costruzione molto
robusta o che richiedono una pulizia regolare.
• Il sensore di pH Orbipac CPF81D presenta
una membrana piatta che offre una ridotta
superficie di contatto ai fluidi abrasivi.
• L'armatura Cleanfit CPA871 offre una
camera di immersione opzionale che
protegge ulteriormente i sensori.
• La combinazione tra Cleanfit Control CYC25
e Liquiline CM44 consente una pulizia
automatica e regolare dei sensori,contribuendo così a mantenere affidabili ivalori di misura.
La tecnologia Memosens è un ausilio
prezioso per il personale degli impianti
I settori dei metalli e primaries presentanocondizioni impegnative non solo per letecnologie di misura, ma anche per le personeche vi lavorano. Grazie alla tecnologia digitale
Memosens, la presenza degli operatori negli
impianti è richiesta solo per il tempo
necessario alla sostituzione dei sensori. Le
operazioni di pulizia, rigenerazione e taratura
possono essere eseguite nell'ambiente sicuro e
confortevole del laboratorio.

39

40

Esperti nell'analisi dei liquidi

Carburante per le idee
Endress+Hauser ha una vasta esperienza nel settore oil & gas e potrà aiutarvia migliorare le vostre prestazioni e a migliorare le prestazioni.
Il nostro gruppo dispone del know-how applicativo
necessario per aiutarvi ad avere successo in tutti i settori:
dall'esplorazione alla raffinazione, dallo stoccaggio alla
distribuzione, dall'ammodernamento degli impianti ai
nuovi progetti. In un'epoca caratterizzata da carenzedi personale qualificato e da regolamentazioni sempre
più severe, siamo al vostro fianco con la nostra
organizzazione durante tutto il ciclo di vita del progetto,
tenendo sempre a mente le vostre scadenze.

In uno scenario caratterizzato da impianti e processi
sempre più complessi, è fondamentale ridurre i tempi difermo impianto ed aumentare la competitività con dati
affidabili, accurati e tracciabili sugli asset. Sostanzialmente
si deve fare di più con meno, pertanto è bene affidarsi
ad un partner stabile, che vi assista nel lungo periodo e
sia pronto ad intervenire in tutto il mondo, offrendovi:• sicurezza assicurata degli impianti• ROI ottimizzato• prodotti, soluzioni e servizi ottimali per le specificheapplicazioni

Analisi dei liquidi – Oil & Gas

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM42
Trasmettitore robusto per impieghi gravosi,
aree pericolose o applicazioni in sicurezza
funzionale. Il concetto operativo intuitivo
semplifica le operazioni di messa in servizio,
gestione e manutenzione. Perfetta
integrazione di sistema tramite HART,PROFIBUS PA o FOUNDATION Fieldbus.
SIL2 (IEC 61508), approvazioni
internazionali per l'uso in aree pericolose.
Orbisint CPS11D
Sensore digitale di pH con tecnologia
Memosens. Riferimento protetto emembrana in PTFE repellente allo
sporcamento. Anello di sale perapplicazioni a bassa conducibilità, ad
esempio nella produzione di vapore.
SIL 2 (IEC61508), approvazioni
internazionali per l'uso in aree pericolose.
Indumax CLS50D
Sensore di conducibilità induttivo con
tecnologia Memosens per applicazioni adalta temperatura e aree pericolose. Elevata
stabilità chimica grazie ai materiali robusti(PFA, PEEK). L'ampia apertura del sensore
contrasta la contaminazione. Approvazioni
internazionali per l'uso in aree pericolose.
Cleanfit CPA871
Armatura retrattile per la pulizia e lataratura dei sensori senza interruzione delprocesso. Garantisce una lunga durata delsensore anche in ambienti difficili. Design
progettato per impedire movimenti
involontari del sensore dentro e fuori dalprocesso. Materiali a contatto con il fluido
adatti a processi corrosivi. Le versioni
manuali sono stabili fino a pressioni di 8
bar (CPA871) o 4 bar (CPA472D), leversioni pneumatiche fino a pressioni di 16
bar (CPA871) o 10 bar (CPA472D).
Memobase Plus CYZ71D
Strumento multicanale e multiparametrico
per operazioni di misura, taratura edocumentazione. Migliore sicurezzadi processo grazie alla tracciabilità delsensore: viene registrata l'intera vita
funzionale dei sensori con tecnologia
Memosens applicati. Minimizza il rischio didiscrepanze tra i risultati di laboratorio e ivalori di processo. Maggiore sicurezza peril personale: la loro presenza negli impianti
è richiesta solo per il tempo necessarioalla sostituzione dei sensori. Le operazioni
di pulizia, rigenerazione e taratura
possono essere eseguite nell'ambiente
sicuro e confortevole del laboratorio.

Preparazione e trattamento dell'acqua nella
produzione e nella raffinazione del petrolio
La produzione e la raffinazione degli oli
minerali richiede grandi quantità di acqua evapore, che devono essere preparati per ilprocesso di raffinazione e trattati al suo
completamento. La nostra gamma comprendesoluzioni complete per il monitoraggio dellaqualità dell'acqua:• I sensori di pH e conducibilità monitorano ilvapore fornendo valori accurati per i campi
di misura in tracce. Contribuiscono a
prevenire la corrosione e i depositi nelle
tubazioni del vapore e a impedire le perdite.
• Durante la preparazione dell'acqua diprocesso, i sensori di pH digitali con anello
di sale eseguono un monitoraggio preciso
dell'acqua di alimento delle caldaie, mentre i
sensori di torbidità controllano il processo di
preparazione.
• Il trattamento delle acque reflue e ilriutilizzo dell'acqua stanno diventando
sempre più importanti per contrastare lascarsità di questo elemento. Nelle raffinerie,i valori di ossigeno, torbidità, conducibilità eammonio permettono di ottimizzare il
trattamento delle acque reflue, diaumentare le percentuali di riutilizzo
dell'acqua e di ridurre i costi di scarico.

41

42

Esperti nell'analisi dei liquidi

Risparmiare su energia e costi: un obiettivo raggiungibile
La produzione e la distribuzione di aria, vapore gas, acqua di raffreddamento/
riscaldamento comportano costi notevoli e grandi quantità di energia. Noi
possiamo aiutarvi a gestire le utility nel modo più efficiente possibile.
Siete un tecnico di manutenzione, un ingegnere o un direttore
di impianto il cui lavoro è quello di assicurare una gestione
efficace delle utenze di gas, vapore o acqua della vostra
azienda? Siete il responsabile del processo di produzione o il
direttore finanziario che deve trovare il giusto compromesso
tra l'aumento dell'efficienza dell'impianto e la riduzione dellespese generali e dei costi energetici? Pensate che i requisitidelle verifiche sulla qualità, delle procedure operative
standard e delle iniziative di protezione ambientale richiedano
un monitoraggio ancora più rigido del processo?
Sì? In tal caso, potete affidarvi tranquillamente a
Endress+Hauser, per ottenere sia risparmi energetici che

riduzioni dei costi. Possiamo offrirvi il pacchetto di soluzioni allinclusive di cui avete bisogno:• Soluzioni personalizzate per ogni applicazione di gestionedell'energia• Competenza a livello di pianificazione, messa in servizio emanutenzione• Engineering, project management di soluzioni semplici (adesempio per locali caldaie) e complesse, fino a soluzioni disistema complete• Supporto professionale assicurato da specialisti nei vari settori

Analisi dei liquidi – Utility

Informazioni sui prodotti
Liquiline CM44
Trasmettitore flessibile per 12 parametri
differenti e fino a otto sensori. Messa inservizio rapida grazie alla connettività "plug& play". Facilità d'uso grazie ai menu
intuitivi. Integrazione ottimale nei sistemi dicontrollo dei processi tramite bus di campo
digitali. Possibilità di accesso remoto
tramite qualsiasi web browser.
Condumax CLS15D
Sensore digitale conduttivo di conducibilità
con tecnologia Memosens per acqua pura eultrapura. I valori di misura precisi anche
con basse conducibilità permettono divalutare in modo affidabile la corrosione, leimpurità e il condizionamento dell'acqua.
Ridotte esigenze di manutenzione grazie
alle superfici di misura lucidate.
Memosens CPS16D
Sensore di pH/ORP combinato con tecnologia
Memosens. Misura simultaneamente pH e
ORP per un migliore controllo di processo.
Fornisce informazioni sul carico acido esull'effetto ossidante dell'acqua, ad esempio
nei sistemi di filtrazione.
Oxymax COS22D
Sensore di ossigeno amperometrico digitale
con tecnologia Memosens per le misure intracce. Catodo in oro per una migliore
accuratezza. Valori di misura affidabili per ilrilevamento sicuro della possibile corrosionedelle tubazioni. Stabilità a lungo termine
con approvazioni internazionali per l'uso inaree pericolose.
Liquiline System CA80
Analizzatore per misure in linea ad alta
precisione. Misura accurata dei silicati per ilmonitoraggio della qualità degli scambiatori diioni durante la preparazione dell'acqua dialimento. Valori di ferro precisi per ilrilevamento affidabile della possibile
corrosione degli scambiatori di calore.
Manutenzione ridotta grazie alle funzioni ditaratura e pulizia automatiche. Basso
consumo di reagente. Possibilità di collegare
fino a quattro sensori con tecnologia
Memosens al sistema Liquiline System CA80.
Chloromax CCS142D
Sensore digitale con tecnologia Memosens
per la misura del cloro libero nell'acqua
potabile, nelle piscine o nelle acque diprocesso. Valori affidabili anche con portata
e conducibilità fluttuanti. Lunghi intervalli
di manutenzione e taratura grazie alla
membrana di rivestimento del sensore.

Nessuna contaminazione dell'acqua di alimento
L'alta qualità dell'acqua di alimento delle caldaie
è un fattore essenziale per evitare la corrosione ol'incrostazione di caldaie e tubazioni, fenomeni che
possono rendere necessarie costose riparazioni se
non la completa sostituzione delle unità. I sensori
di conducibilità, pH e ossigeno progettati per lemisure in tracce permettono di rilevare anche
le più piccole impurità nell'acqua di alimento
demineralizzata. I responsabili d'impiantopossono reagire velocemente e adottare le misurenecessarie.
Sicurezza nei circuiti di raffreddamento dell'acqua
I circuiti di raffreddamento dell'acqua devono operare
in modo stabile e non devono interferire con il
prodotto. La contaminazione dei fluidi diraffreddamento può causare fenomeni di corrosione o
incrostazione, che possono dare origine a perdite nel
circuito di raffreddamento o alla miscelazione delprodotto con il fluido refrigerante. I sensori diconducibilità, pH, cloro e SAC permettono di rilevarele contaminazioni prima che producano conseguenze
problematiche. La qualità dell'acqua diraffreddamento deve essere tale da impedire lapresenza di micro organismi nel sistema. Questi
ultimi possono infatti formare un biofilm sulletubazioni tale da impedire il trasferimento del caloree ridurre così l'efficacia del raffreddamento. La misuraaffidabile del cloro permette di dosarlo con precisione
e di ottenere un'acqua priva di batteri.

43

44

Esperti nell'analisi dei liquidi

Integrazione ottimale nei sistemi
Maggiore trasparenza grazie alle informazioni supplementari: i bus di campo
digitali sono l'unica soluzione che permette di trasferire contemporaneamente i datidel misuratore e di processo. È per questa ragione che i nostri dispositivi vengono
proposti ideati e progettati con i più importanti bus di campo montati a bordo.
I dispositivi intelligenti dotati di comunicazione digitale
offrono svariati vantaggi dal punto di vista della gestione
degli impianti. Oltre a un'integrazione ottimale nei sistemi
di automazione e alla possibilità di monitorare le condizioni
operative, grazie alla comunicazione digitale gli utilizzatori
hanno anche la possibilità di sapere cosa sta accadendo nel
processo. Ciò ha notevoli vantaggi:• Configurazione semplice dei dispositivie ottimizzazione dei processi.
• Disponibilità e affidabilità ottimali dell'impiantograzie alle funzionalità diagnostiche all'avanguardia
e alla manutenzione predittiva.
• Elevata flessibilità: disponibilità dei principali
parametri e variabili del dispositivo.
• Massima trasparenza grazie alla possibilità diaccedere a tutti i parametri, ai dati diagnostici
dei dispositivi e all'ambiente di processo.
• Integrazione rapida ed economica nel sistema, senzarichiedere componenti di rete o gateway aggiuntivi.

Il laboratorio dedicato alla tecnologia con bus dicampo di Endress+Hauser a Reinach (CH)La tecnologia con bus di campo Endress+Hauser
Endress+Hauser utilizza esclusivamente standard aperti
riconosciuti a livello internazionale per le comunicazioni
digitali sui suoi dispositivi da campo. Ciò garantisce
un'integrazione ottimale negli impianti e la massima
protezione degli investimenti. Vari sistemi di comunicazione
supportati da Endress+Hauser sono ormai diventati uno
standard nel campo dell'automazione di processo:• HART• PROFIBUS DP/PA• FOUNDATION Fieldbus• Modbus• EtherNet/IP

Endress+Hauser è stato uno dei pionieri della tecnologia
con bus di campo. La nostra azienda ha tuttora un ruolo da
protagonista nell'implementazione delle tecnologie HART,PROFIBUS DP/PA e FOUNDATION Fieldbus.
Endress+Hauser dispone di un proprio laboratorio Fieldbus
presso la sede di Reinach (Svizzera):• Competence Center accreditato PROFIBUS• Ingegneria delle reti in bus di campo• Collaudo in fase di integrazione di sistema• Corsi di formazione e seminari• Sviluppo di versioni personalizzate
per applicazioni diverse• Ricerca guasti

W@M Life Cycle Management

W@M Life Cycle Management
Migliore produttività con informazioni a portata di mano
Durante le prime fasi della progettazione e, in seguito,
durante tutto il ciclo di vita dei macchinari, vengono
generati dati relativi all'impianto e ai relativi componenti.
W@M Life Cycle Management è una piattaforma
informativa aperta e flessibile con strumenti online e
on-site. L'accesso immediato a dati aggiornati e
approfonditi riduce il tempo di progettazione del vostro
impianto, accelera i processi di approvvigionamento e
aumenta la disponibilità dell'impianto. W@M Life Cycle
Management vi permette inoltre di incrementare la
produttività in tutte le fasi.
W@M Engineering – pianificazione e tracciabilità
all'insegna dell'affidabilità Una gamma di strumenti
on-line e dati aggiornati per semplificare le vostre attività
ingegneristiche di tutti i giorni. Tutti i dati diprogetto sono documentati e archiviati insicurezza per tutti i processi successivi.
W@M Procurement – il processo
di approvvigionamento diventa
semplice L'acquisto elettronicoconsente di ottimizzare i processi,
semplifica l'attività diapprovvigionamento, riducendo i
costi di acquisto e permettendovi dirafforzare la vostra posizione in unambiente concorrenziale.

W@M Installation – per una configurazione rapida dei
dispositivi Da oggi l'installazione iniziale dei dispositivi èpiù semplice, potendo scaricare informazioni tecniche
aggiornate e driver per una configurazione senza
inconvenienti.
W@M Installation, Commissioning, Operation – una
storia completa e documentata La messa in servizio è più
semplice avendo a disposizione tutte le informazioni
relative ai misuratori e alle reti di campo. Inoltre, avrete a
disposizione tutta la documentazione necessaria percollaudi di accettazione nel sito, controlli, operatività
manutenzione.
W@M Operations - dati per l'ottimizzazione dellamanutenzione Le informazioni sono fondamentali
per una manutenzione ottimale. Trasferite i datidel vostro dispositivo facilmente anche in fasedi funzionamento e arricchitelo con
informazioni aggiornate sull'impianto per
gestire la vostra base installata.

Strumenti per la selezione e il controllo
Applicator

App Operations

Il nostro software Applicator è un comodo strumento diselezione e dimensionamento per la pianificazione deiprocessi. Utilizzando i parametri specifici dell'applicazione
inseriti, ad esempio ricavati dalle specifiche del punto dimisura, Applicator individua una selezione di prodotti esoluzioni adatte. Il modulo Applicator Industry Applications
utilizza strutture grafiche o ad albero per guidarvi nellaselezione del prodotto giusto. Le vostre operazioni diprogettazione quotidiane vengono semplificate dai tool dicalcolo per il dimensionamento e da un modulo di gestionedel progetto (Applicator Project).

Questa app vi consente di consultare rapidamente gli
ultimi bollettini informativi sui prodotti e di reperire
informazioni aggiornate sui dispositivi, come codici
d'ordine, disponibilità, documentazione, parti di ricambio,
prodotti successori nel caso di prodotti di vecchia
generazione e informazioni generali sui prodotti, ovunquevi troviate, ovunque siano necessari i dati. Per scaricare
i dati, è sufficiente digitare il numero di serie o eseguirela scansione del codice matrice posto sul dispositivo.

www.endress.com/applicator

Available on the

App Store45

46

Esperti nell'analisi dei liquidi

Guida ad analizzatori, sensori e campionatori

Parametro

Applicazioni tipiche

Strumento

Campi

Alluminio• Trattamento acqueLiquiline System CA80AL

10 - 1.000 µg/l

Al

Ammonio• Trattamento acque• Acque reflue• Acqua di alimento delle caldaie

Liquiline System CA80AM

0,05 - 20 mg/l
0,5 - 50 mg/l
1 - 100 mg/l

NH4-N
NH4-N
NH4-N

• Acque reflue: ottimizzazione dellanitrificazione/denitrificazione

ISEmax CAS40D/CM44

0,1 - 1.000 mg/l

NH4-N

Cromato• Acque di scarico industriale• Acque di processo

Liquiline System CA80CR

0,03 - 2,5 mg/l
0,2 - 5 mg/l

Cr (VI)
Cr (VI)

COD(domanda diossigenochimico)• Acque reflue grezze, monitoraggio afflusso edeflusso• Acque reflue grezze, controllo del carico• Monitoraggio introduttori industriali• Monitoraggio dell'acqua di raffreddamento

Liquiline System CA80COD

10 - 500 mg/l
40 - 20.000 mg/l

COD
COD

Viomax CAS51D (SAC)/
CM44

0,15 - 75 mg/l
0,75 - 370 mg/l
2,5 - 1.000 mg/l

CODeq Equiv. KHP
CODeq Equiv. KHP
CODeq Equiv. KHP

Ferro• Acqua potabile• Acque reflue• Pozzetto minerale

Liquiline System CA80FE

0,05 - 2,5 mg/l
0,1 - 5 mg/l

Fe
Fe

Fosforototale• Acque reflue• Acqua di alimento delle caldaie• Acqua delle torri di raffreddamento

Liquiline System CA80TP

0,05 - 10 mg/l P tot (metodo del blu)
0,5 - 50 mg/l P tot (metodo del blu)Analizzatori e campionatori nel trattamento dell'acqua

Parametro

Applicazioni tipiche

Strumento

Campi

Nitrati• Acqua potabile• Monitoraggio dello scarico dei depuratori• Monitoraggio e ottimizzazione dellefasi di denitrificazione

Viomax CAS51D/CM44

Fessura 2 mm

• Acque reflue: ottimizzazione
nitrificazione/denitrificazione

ISEmax CAS40D/CM44

0,1 - 1.000 mg/l

NO3-N

Nitriti• Trattamento acque• Acque reflue

Liquiline System CA80NO

10 - 500 µg/l
0,1 - 1 mg/l
0,2 - 3 mg/l

NO2-N
NO2-N
NO2-N

Fosfato• Acque reflue• Acqua potabile• Acqua di alimento caldaia• Acqua delle torri di raffreddamento

Liquiline System CA80PH

0,05 - 2,5 mg/l
0,05 - 10 mg/l
0,5 - 20 mg/l

PO4-P (metodo del blu)PO4-P (metodo del blu)PO4-P (metodo delgiallo)PO4-P (metodo del 		giallo)

SAC254(Coefficiente
diassorbimento
spettrale)• Monitoraggio continuo delle acque reflue perinquinamento organico• Speciali operazioni di misura nel campo UV• Acque di superficie• Acqua potabile

Viomax CAS51D/CM44

0,1 - 50 m-1
0,5 - 250 m-1
1,5 - 700 m-1

SAC
SAC
SAC

TOC
(carbonio
organico
totale)• Acqua municipale contenente solidi• Acque reflue industriali molto inquinate• Industria chimica

TOCII CA72TOC

0,25 - 600 mg/l
1 - 2.400 mg/l
2,5 - 6.000 mg/l
5 - 12.000 mg/l

TOC
TOC
TOC
TOC

• Monitoraggio continuo delle acque reflue
per carichi organici• Acque di superficie• Acqua potabile

Viomax CAS51D (SAC)/
CM44

0,06 - 30 mg/l
0,3 - 150 mg/l
0,9 - 410 mg/l

TOCeq Equiv. KHP
TOCeq Equiv. KHP
TOCeq Equiv. KHP• Ingresso del depuratore• Uscita del depuratore

Liquistation CSF48
Liquiport 2010 CSP44

Campionamento

Fessura 8 mm

0,1 - 50 mg/l NO3-N
0,4 - 200 mg/l NO3
0,01 - 20 mg/l NO3-N 		
0,04 - 80 mg/l NO30,5 - 50 mg/l

47

Documentazione addizionale
TI01111C
TI01258C
TI01219C
TI01290C
TI01265C
TI01291C
TI01185C
TI00448C
TI01264C

Liquiline System CA80AM		
Liquiline System CA80NO		
Liquiline System CA80PH		
Liquiline System CA80AL		
Liquiline System CA80CR		
Liquiline System CA80FE		
Liquiline System CA80COD		
TOCII CA72TOC		
Liquiline System CA80TP		

TI00459C
TI00444C
TI00427C

Viomax CAS51D		 Sensore in loco
Liquiline CM44		 Trasmettitore
ISEmax CAS40D		 Sensore in loco

TI01138C
TI01131C
TI01137C
TI00349C

Liquiline System CAT810		
Liquiline System CAT820		
Liquiline System CAT860		
Stamoclean CAT411		

TI00443C
TI00465C

Liquistation CSF48		 Campionatore fisso
Liquiport 2010 CSP44		 Campionatore portatile

FA00007C

Esperti nell'analisi dei liquidi
Sensori, trasmettitori, dispositivi compattie armature per ogni applicazione

Sistema di campionamento
Sistema di campionamento
Sistema di campionamento
Sistema di microfiltrazione

FA00012C/07/it/18.17

Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio, 720063 Cernusco s/N MI
ItaliaTel: +39 02 92192 1
Fax: +39 02 92107153
info@it.endress.com
www.it.endress.com

Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore
Analizzatore