測定器

データロガーTS-963/TS-960（高速・高精度・高機能）

ひずみゲージ
変換器
測定器
自動車関連
計測システム
特殊測定
システム
計測
ソフトウェア● 最 大1000点(+測 温 機 能 付 き ひ ず み ゲ ー ジ1000
チャンネル+拡張CH100チャンネル)● 当 社独自の高精度・高安定と高速測定を両立する
次世代A/D方式により、高精度・高安定で高速な測定を実現● 最速0.1秒の高速測定● 堅 牢な内蔵データメモリとUPS回路により確実にデータを保持● 日差±1秒の時計精度で、安定したインターバル測定を実現● 「 センサID」により、係数・単位・小数点・セン
サ種別を一括設定● 高分解能(0.1×10-6ひずみ)モード搭載●ひ ずみの完全な補正方法（Comet）搭載●多 彩なチェック機能、タイマによる自動チェックが可能●9 インチワイド液晶タッチパネルを搭載、広いワイ
ド画面と使いやすさを追求した画面構成で快適に操作可能●日 本語・英語表示に対応●各 種数値・グラフ表示を、5つのテーブル、4つのフレームで表示できる充実のモニタ機能●D VI出力搭載で外部ディスプレイ（当社推奨品）に表示●自 動測定（インターバル測定、コンパレータ測定、
アラーム、シーケンス測定、サンプリング測定）●ユ ーザが設定した演算式に基づいて、リアルタイ
ムで演算を行う拡張チャンネル機能を搭載●拡 張チャンネル機能を使用することで、チャンネ
ル間演算、論理演算、ロゼット解析をはじめとする様々な演算が可能●リ モートデータロガー機能搭載でWebブラウザか
ら操作可能

計測
コンサルタント

前面パネル(TS-960)

NEW

高速・高精度・高機能データロガー
T-ZACCS9 TS-960

高速・高精度・高機能データロガー
T-ZACCS9 TS-963

高速・高精度・高機能を兼ね備えた、T-ZACCS9シリーズのデータ
ロガーです。ひずみゲージをはじめ、ひずみゲージ式変換器、熱電対、
白 金 測 温 抵 抗 体、 直 流 電 圧 な ど の 測 定 が 可 能 で す。 測 定 点 数 は
TS-963が内蔵測定ユニット30点で、TS-960が内蔵測定ユニット
10点です。外部測定ボックスを併用することで最大1000点までの測定が可能で、あらゆる規模の測定に対応できます。独自の高精度・高安定と高速測定を両立する次世代A/D方式とEthernetをベースとした超高速フィールドネットワークの採用により、各種熱起電力、増幅器の零点移動、商用電源ノイズを除去し、高精度で高安定な測定を実現しながら、測定点数に関係なく、高速モードは0.1秒、高精度モードは0.4秒（50Hz）間隔の測定とストレスフリーな操作性を実現し、静的現象から準動的現象まで、幅広い現象の測定に対応できます。パソコンを用いることなく、さまざまなモニタ、さまざ
まな自動測定、さまざまな演算が可能です。外付けのアナログ出力ユニットにより、測定値や拡張チャンネルの演算結果に連動した電圧出力も可能です。

背面パネル(TS-960)

タッチパネル付き
カラー液晶

サブ電源スイッチ

Display Output
内蔵測定ユニット
DVI 出力RS-232C
主電源スイッチ
コネクタ

スタートキー
SDカード
スロット

288

株式会社東京測器研究所■キー

USB I/FLAN

超高速フィールド
接地用端子
ネットワーク
コネクタ
AC電源コネクタ

測定器

データロガー

内蔵測定ユニット搭載

モニタ表示設定の切替え

データロガー TS-960は標準で10点、TS-963は標準で30点の測定ユ
ニットを内蔵しています。

モニタに関する表示設定を5テーブル持つことができ、それらの設定をシームレスに切替えることができます。

ひずみゲージ
変換器

測定点数増加による測定間隔の遅延がない

ベクトル表示機能
最大3チャンネルを、水平成分、鉛直成分、角度に割り当て、ベク
トル表示します。拡張チャンネル演算によるロゼット解析と組み合
わせて、多軸の現象を直感的に捉えることができます。

特殊測定
システム

モニタ表示画面では、測定データを0.1秒毎に更新される測定値をリ
アルタイムで確認することができます。
9インチワイド画面を活かし、最大60点の測定データを同時に表示することができます。

自動車関連
計測システム

充実のモニタ表示機能

測定器

TS-963/-960の内蔵測定ユニットおよび測定ボックスEX-50H・測定
ユニットEU-10Hでは、高速モードでは0.1秒毎の測定が可能です。
TS-963/-960はそれらの測定に完全に追従した形で、測定値の記録・モニタの表示が可能です。測定点数の増加による測定間隔の遅延が発生しません。よりリアルタイムな測定値のモニタ、記録が可能になっています。

水平方向成分

計測
コンサルタント

初期角度
＋角度
（°
）

計測
ソフトウェア

鉛直方向成分

自動測定
10系統×100ステップのインターバル測定、10系統×100ステップのコンパレータ測定、アラーム、サンプリング測定を搭載し、複数の自動測定を同時に動かすことができます。
また、さまざまな機能や条件を順番に組み合わせて、一連の測定を制御・実行するシーケンス測定を搭載しています。

TS-963では内蔵測定ユニット30chのモニタが可能
表示形式として数値モニタ、MAX・MIN表示、グラフ表示（Y-Tグラ
フ、X-Yグラフ、バーグラフ、ベクトルグラフ）を目的に合わせて選択可能です。

株式会社東京測器研究所

289

測定器

データロガーTS-963/TS-960（高速・高精度・高機能）
拡張チャンネル機能

ひずみゲージ

拡張チャンネル機能は、ユーザが設定した演算式に基づいてリアルタイムで演算を行う機能です。演算結果は、通常の測定値と同様に表示・記録・インターフェース出力することができるほか、自動測定の判定条件やアナログ出力にも対応しています。
演算式には、定数や測定値、四則演算、様々な演算機能を持つ関数
を組み合わせることができます。関数として論理演算(IF文、MAX、
MIN)を使用することができるため、条件に応じた演算結果の取得が可能で、様々な計測システムに対応する自由度の高い設定が可能
です。

変換器
測定器
自動車関連
計測システム
特殊測定
システム
計測
ソフトウェア計測
コンサルタント

記録
TS-963/-960では内蔵メモリに4GB記憶容量を持ち、多点、長期、高頻度の測定であっても記録することができます。100ms間隔の測定に対応する記録も可能となっており、CSV形式（ヘッダ情報付き）
で多点の高速記録が可能です。また、外部メモリとして、一般的なSDカードを採用し、容易にデータの確認が可能です。

アナログ出力TS-963/-960ではアナログ出力ユニットEU-10VOを接続すること
で任意の測定点・拡張チャンネルの値を高分解能でアナログ出力を行うことができます。
TS-960EX-50H

EU-10VO290

株式会社東京測器研究所

測定器

データロガー

システムブロック図
内蔵測定ユニット

ひずみゲージ

スイッチボックス
ISW-50G/IHW-50G

ひずみゲージ式
変換器

ISW延長
ケーブル
（CR-832M）

直流電圧

高速・高精度・高機能
データロガー
T-ZACCS9 TS-963/TS-960

EX用接続
ケーブル
（CR-89**）外部プリンタ
RP-E11

測定ユニット熱電対(RS-232C)

T-ZACCS UNIT EU-10H
T-ZACCS UNIT EU-10D

白金測温抵抗体

EX用接続
ケーブル（CR-89**）

SDカード
スロット

測定器

アナログ出力ユニット

変換器

測定ボックス
T-ZACCS BOX EX-50H

ひずみゲージ

スイッチボックス
プロトコル変換器
T-ZACCS + EI-01P

T-ZACCS UNIT
EU-10VO

３つのインターフェースを標準搭載
USB

Ethernet LAN

パソコン
100BASE-TX

パソコン

パソコン

特殊測定
システム

外部モニタ
（ＤVI 端子）RS-232C

自動車関連
計測システムDISPLAYOUTPUT

外観寸法図
TS-960計測
ソフトウェアTS-963

148

424

200

計測
コンサルタント

328

174

328

株式会社東京測器研究所

291

測定器

データロガーTS-963/TS-960（高速・高精度・高機能）
インターバル測定

仕様

機能

測定能力

ひずみゲージ変換器

ボックス接続時最大1000点
ボックス接続内蔵測定ユニッ （測温機能付きゲージ使用時は、最大2000点)
ト併用時
測定点数
TS-963 : 30点
内蔵測定ユニッ （測温機能付きゲージ使用時は、60点まで可能)
ト
TS-960 : 10点（測温機能付きゲージ使用時は、20点まで可能)
測定速度 データ更新速度 表示・記録測定値の更新周期0.1秒
イニシャル、
ダイレクト、
メジャー
測定モード（温度測定はダイレクトのみ）
係数1
シンプルメジャー
単位
センサモードに連動
小数点
センサモードに連動
補正モード

Comet NON、Comet A、Comet B
設定テーブル数 5
表示フレーム数

測定器

表示モード
モニタ
表示チャンネル

自動車関連
計測システム

手動測定
測定

インターバル測定、
コンパレータ測定、
アラーム測定、
サンプリング測定、
シーケンス測定
インターフェース LAN、USB、RS-232C

実時刻スタート
スタート回数
ステップ数
GOTOステップ
実行処理
系統数

コンパレータ測定機能

任意のチャンネルの設定変化量による測定値の記録

比較量
比較方法
スタート回数
ステップ数
GOTOステップ

ステップごとに設定可能 最大±999999
変化量、または上下限値
1ステップあたり最大99回または無限回
最大100 ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
10系統
記録チャンネル、
ファイル名、記録メディア、
出力インターフェースを系統毎に設定可

系統数

アラーム
任意のチャンネルが上下限値を越えた場合にアラーム出力最大±999999
上下限値
スピーカー出力、測定値の記録、画面表示

機能
比較量
比較方法
出力

特殊測定
システム
計測
ソフトウェア±（0.00000～200000）

単位

με､mV､℃､kgf、mm など

小数点

小数点以下の表示を0～5 桁任意に設定可能

サンプリング測定

オフセット

任意測定チャンネルごとに書込み機能設定された時間間隔で記録接続するセンサ種別を設定
1ゲージ法3線式120/240/350Ω、
1ゲージ4線式※120/240/350Ω、
2ゲージコモンダミー法、2ゲージ法、
ひずみ 4ゲージ法、4ゲージ法定電流350Ω、
4ゲージ法高分解能モード、
4ゲージ法定電流350Ω高分解能モード
4ゲージ法0-2Vモード
測温機能付きゲージ120/240/350Ω

測定回数1～1000000で指定
0.1、0.2、0.5、1 秒から選択

計測
コンサルタント

電圧640mV、64V

温度

熱電対T､K､J､B､S､R､E､N、Pt100 3W

チャンネル名称8桁以下の大英文字、数字、記号で任意に設定

機能

センサIDの読込みと設定、センサIDへの書出し

機能

関数演算およびチャンネル間演算

チャンネル数100 チャンネル

使用可能変数チャンネル､拡張チャンネル､定数

演算

四則演算
一般関数
三角関数
ロゼット関数
多段傾斜計関数
論理関数
その他関数

測定時

オープンチェック

センサ

絶縁チェック、感度チェック、
ばらつきチェック、
熱電対断線チェック、
リード線抵抗チェック、
ブリッジ出力チェック

拡張チャンネル

処理時間チェック

拡張チャン
ネル設定

アナログ出力設定リスト表示

4種類
7種類
15種類
7種類
3種類
8種類
1種類

校正出力
零および出力レベル範囲で任意に出力測定チャンネル設定、
チャンネル設定、基準接点設
定、拡張チャンネル設定、
アナログ出力設定、
インター
バル設定、
コンパレータ設定、
アラーム設定、
サンプリ
ング設定、
シーケンス設定、イニシャル値、
リード線抵抗、
ブリッジ出力等※スイッチボックスプロトコル変換器を使用する際に有効

292

時間･分･秒、最大99時間59分59秒まで
ステップごとに設定可能
スタート時刻(時･分･秒)を
ステップごとに設定可能
1ステップあたり最大99回または無限回
最大100ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
測定、
イニシャルイン、絶縁チェック、ばらつきチェック、
感度チェック、熱電対断線チェック
10系統
記録チャンネル、
ファイル名、記録メディア、
出力インターフェースを系統毎に設定可係数

センサモードチェック
機能

STARTキー（タッチパネル STARTボタン）

自動測定

チャンネル
設定

センサID

0～4
数値、MAX・MIN、グラフ（Y-T）、グラフ（X-Y）、グラフ（BAR）、ベクトル
表示
数値表示
0～60 点
MAX・MIN 表示
0～40 点グラフ表示（Y-T）
0～10 点グラフ表示（X-Y）
0～ 5 組
グラフ表示（BAR）
0～20 点ベクトル表示0～ 3 点

設定した時間間隔、時刻による測定値の記録

時間間隔

株式会社東京測器研究所

時間間隔

高精度モード選択時は 1 秒のみ選択可

トリガ
トリガレベル比較方法
トリガ動作

チャンネル毎にON/OFFを選択
最大±999999
変化量、各チャンネルのOR
測定回数、時間間隔で測定

シーケンス制御機能
ステップ数
GOTOステップ
イベントステップ

マニュアル測定、サンプリング測定、アラーム、
インターバル測定、コンパレータ測定を組み合わせた自動測定
最大100 ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
インターバル、コンパレータ、アラーム、ウェイト等

時刻
設定

年、月、日、時、分、秒

確度
保持

日差±1秒（23℃±5℃）
約30日間(満充電時)

表示・操作

表示

表示器

液晶パネル

9インチTFT 液晶ディスプレイ
（タッチパネル付）

解像度
点欠陥

800×480 ドット
10 ドット以下(経年劣化を除く)
DVI
タッチパネル、POWERキー、FUNCTION キー、START キー、リモートデータロガー機能

外部出力
操作
記録
機能
記録フォーマット
容量

測定データの記録・再生、設定ファイルの保存
CSVフォーマット（ヘッダ情報付き）
4Ｇバイト
測定データの記録・再生・コピー、機能
設定ファイルの保存・コピー
センサIDの書出し・読込み
SDカード
物理フォーマット FAT16/32
記録フォーマット CSVフォーマット
（ヘッダ情報付き）
容量
4Ｇバイト (当社指定)

内蔵

測定器

データロガー

インターフェース
LAN
USB
RS-232C

ひずみ測定（高速モード）
10BASE-T/100BASE-TX
汎用コマンドポートサーバ機能（各種設定、測定、データ収集）
USB2.0 プロトコル互換
汎用コマンド対応（各種設定、測定、データ収集）
RS-232C 準拠
ボーレート9600、19200、115200、230400、460800、921600bps
汎用コマンド対応（各種設定、測定、データ収集）

ブリッジ電源DC2V 4ms(50Hz)

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

任意のチャンネルの測定値を電圧出力

出力点数
出力レンジ
容量（フルスケール）
出力確度
データ更新時間

20点（10点毎にアナログ出力ユニットEU-10VO が必要）
±10V、
±5V、0-5V
最大±999999
出力に関する仕様は、各ユニットの仕様に準ずる
測定周期に連動、最速0.1秒

電源確度（23℃±5℃）±(0.08％rdg+3digit) (1ゲージ法、2ゲージ法、4 ゲージ法)±(0.08％rdg+6digit) (4ゲージ法0-2Vモード)

定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高速モード）ブリッジ電源DC6mA 4ms(50Hz)

ブリッジ抵抗350Ω

AC100～240V 50/60Hz

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみ

最大消費電力TS-963  : 152VA MAX/ TS-960  : 70VA
MAX

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

使用温湿度範囲

0～+50℃
85％RH 以下（結露を除く）

外形寸法（ゴムプロテクタ、突起部を除く)
質量TS-963  : 328（W）
×174（H）
×424（D）mm
TS-960  : 328（W）
×148（H）
×200（D）mm
TS-963  : 約10kg / TS-960  : 約5kg

測定点数

TS-963  : 30点 / TS-960  : 10点

入力端子
ワンタッチコネクタ

ねじ止め、はんだ付け両用タイプ
NDIS ワンタッチコネクタ
0.1秒（測温機能付きゲージを使用する場合は0.2秒）

ひずみ測定

センサケーブル延長範囲
感度変化
リード線抵抗補正範囲
Comet B(1G3W)
零点安定度
初期不平衡

60～1000Ω
60～1000Ω
60～1000Ω
350Ω
60～1000Ω
120,240,350Ω
測温機能付きゲージモード
T（ JIS C1602:2015、
IEC（1ゲージ法3線式）
60584-1:2013）
4ゲージ法定電流350Ω ケーブル往復抵抗400Ω以内+0.1～-0.5%
4ゲージ法定電流350Ω
/ケーブル往復抵抗100Ω
ゲージ抵抗120Ω 約100Ω以下
ゲージ抵抗240Ω 約200Ω以下
ゲージ抵抗350Ω 約300Ω以下±1.0×10 -6 ひずみ/℃以内(1ゲージ法）±0.5×10 -6 ひずみ/℃以内(2ゲージ法）±750×10 -6 ひずみ以内(1ゲージ法）±500×10 -6 ひずみ以内(2ゲージ法）

直流電圧測定V1/1
V1/100
入力インピーダンス
B-D 間許容入力電圧
熱電対温度測定

DC±640mV
DC±64V
1MΩ以上
DC±70V MAX

適用熱電対

T,K,J,B,S,R,E,N
JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013

白金測温抵抗体測定
適用白金抵抗測温体±16.0000V

確度の温度係数±0.0024％rdg/℃

確度の経年変化±0.024％rdg/年
測定範囲± 40.000mV± 80.000mV
V1/1±160.000mV±320.000mV
測定範囲および±640.000mV
分解能± 4.0000V± 8.0000V±16.0000V
V1/100±32.0000V±64.0000V±(0.08％rdg+6digit)
確度（23℃±5℃） V1/1
移動平均ありV1/100 ±(0.08％rdg+6digit)±(0.08％rdg+50digit)
確度（23℃±5℃） V1/1
移動平均なしV1/100 ±(0.08％rdg+50digit)

分解能0.001mV
0.002mV
0.004mV
0.008mV
0.016mV
0.0001V
0.0002V
0.0004V
0.0008V
0.0016V

計測
コンサルタント

適用結線法、
ゲージ抵抗

120,240,350Ω

2ゲージ法
2ゲージコモンダミー法
4ゲージ法
4ゲージ法定電流4ゲージ法0-2Vモード±160.000mV

V1/100計測
ソフトウェア

高速モード

V1/1

特殊測定
システム

全モード共通1ゲージ法3線式

直流電圧測定（高速モード）
初期値記憶範囲

内蔵測定ユニット（全モード共通）

測定速度確度（23℃±5℃）

分解能
1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ

自動車関連
計測システム

その他

測定範囲および分解能

測定範囲± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ±(0.08％rdg+3digit)

測定器

電源電圧

環境

変換器

機能

分解能
1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ

ひずみゲージ

測定範囲および分解能

アナログ出力測定範囲± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ

白金測温抵抗体温度測定（JIS C1604:2013、IEC60751：2008 Pt100）（高速モード）
適用測温抵抗体

Pt100

測定法
リニアライズ
確度の温度係数
確度の経年変化
測定範囲
分解能
確度（23℃±5℃）

3 線式(Pt3W)
デジタル演算±0.0020％rdg/℃±0.05％rdg/年-200～+850℃
0.1℃±(0.1％rdg+0.3℃)

Pt100(500μ A 定電流3線式)
JIS C1604:2013、IEC60751：2008

株式会社東京測器研究所

293

測定器

データロガーTS-963/TS-960（高速・高精度・高機能）

ひずみゲージ
変換器
測定器
自動車関連
計測システム

熱電対温度測定（JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013）（高速モード）

ひずみ測定（高精度モード）

適用熱電対
リニアライズ

T,K,J,B,S,R,E,N
デジタル演算ブリッジ電源DC2V 24ms(50Hz)±160000×10 -6 ひずみ

種類

測定範囲

分解能

確度（23°C±5°C）（外部基準接点）（内部基準接点）

初期値記憶範囲
確度の温度係数±0.002％rdg/℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.31%rdg+1.9℃)±(0.14%rdg+0.8℃)±(0.11%rdg+0.5℃)±(0.08%rdg+0.4℃)±(0.31%rdg+5.2℃)±(0.14%rdg+2.1℃)±(0.11%rdg+1.2℃)±(0.08%rdg+0.9℃)

確度の経年変化±0.02％rdg/年T- 250 ～ - 200℃
- 200 ～ - 100℃
- 100 ～
0℃
0 ～ + 400℃

K

- 210 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 960℃
+ 960 ～ +1370℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.17%rdg+0.9℃)±(0.12%rdg+0.6℃)±(0.09%rdg+0.4℃)±(0.10%rdg+0.9℃)±(0.17%rdg+2.5℃)±(0.12%rdg+1.5℃)±(0.09%rdg+0.9℃)±(0.10%rdg+1.5℃)

J- 200 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 700℃
+ 700 ～ +1200℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.15%rdg+0.6℃)±(0.11%rdg+0.4℃)±(0.09%rdg+0.3℃)±(0.09%rdg+0.6℃)±(0.15%rdg+1.8℃)±(0.11%rdg+1.3℃)±(0.09%rdg+0.8℃)±(0.09%rdg+1.0℃)

B+ 200 ～ + 280℃ 0.5〜0.4°C ±(0.03%rdg+6.0℃)+ 280 ～ + 800℃ 0.3〜0.1°C ±(0.03%rdg+2.4℃)+ 800 ～ +1760℃
0.1℃±(0.04%rdg+2.6℃)±(0.03%rdg+6.0℃)±(0.03%rdg+2.4℃)±(0.04%rdg+2.6℃)

ブリッジ抵抗350Ω

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみS- 10 ～ + 200℃
+ 200 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06%rdg+2.4℃)±(0.05%rdg+0.4℃)±(0.06%rdg+3.1℃)±(0.05%rdg+2.0℃)

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06%rdg+2.4℃)±(0.05%rdg+1.5℃)±(0.06%rdg+3.1℃)±(0.05%rdg+1.8℃)±0.02％rdg/年

R- 10 ～ + 150℃
+ 150 ～ +1760℃

確度の経年変化E- 210 ～ + 550℃
+ 550 ～ +1000℃

0.1℃
0.1℃

±(0.16%rdg+0.6℃)±(0.09%rdg+0.4℃)±(0.16%rdg+2.0℃)±(0.09%rdg+0.9℃)

測定範囲および分解能

N- 200 ～
0℃
0 ～ +1090℃+1090 ～ +1300℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.11%rdg+1.3℃)±(0.09%rdg+0.5℃)±(0.06%rdg+0.9℃)±(0.11%rdg+2.7℃)±(0.09%rdg+1.0℃)±(0.06%rdg+1.3℃)

確度（23℃±5℃）※ センサの確度は含まず、また、熱電対Ｂは基準接点を使用しない。

高精度モード

特殊測定
システム

0.4秒（50Hz）／0.34秒（60Hz）（測温機能付きゲージを使用する場合は0.8秒（50Hz）／0.67秒（60Hz））

測定速度
ひずみ測定

1ゲージ法3線式

計測
ソフトウェア

適用結線法、
ゲージ抵抗計測
コンサルタント

センサケーブル延長範囲
感度変化
リード線抵抗補正範囲
Comet B (1G3W)
零点安定度
初期不平衡

確度（23℃±5℃）

測定範囲

分解能

± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+1digit)

1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ

高分解能ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高精度モード）
DC5V 24ms(50Hz)

初期値記憶範囲±16000.0×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年
測定範囲

分解能

± 4000.0×10 -6 ひずみ± 8000.0×10 -6 ひずみ±16000.0×10-6 ひずみ±32000.0×10 -6 ひずみ±64000.0×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+3digit)

0.1×10 -6 ひずみ
0.2×10 -6 ひずみ
0.4×10 -6 ひずみ
0.8×10 -6 ひずみ
1.6×10 -6 ひずみ

120,240,350Ω

2ゲージ法
60～1000Ω
2ゲージコモンダミー法 60～1000Ω
4ゲージ法
60～1000Ω
4ゲージ法定電流350Ω
4ゲージ法高分解能モード 120～1000Ω
4ゲージ法定電流高分解能モード 350Ω
4ゲージ法0-2Vモード 60～1000Ω
120,240,350Ω
測温機能付きゲージモード
T（ JIS C1602:2015、
IEC（1ゲージ法3線式）
60584-1:2013）
4ゲージ法定電流350Ω ケーブル往復抵抗400Ω以内
4ゲージ法定電流高分解能350Ω ケーブル往復抵抗160Ω以内
4ゲージ法定電流350Ω +0.1～-0.5%
4ゲージ法定電流高分解能350Ω /ケーブル往復抵抗100Ω
ゲージ抵抗120Ω 約100Ω以下
ゲージ抵抗240Ω 約200Ω以下
ゲージ抵抗350Ω 約300Ω以下±1.0×10 -6 ひずみ/℃以内(1ゲージ法）±0.5×10 -6 ひずみ/℃以内(2ゲージ法）±750×10 -6 ひずみ以内(1ゲージ法）±500×10 -6 ひずみ以内(2ゲージ法）

測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

高分解能定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高精度モード）
ブリッジ電源350Ω

初期値記憶範囲±16000.0×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

測定範囲

分解能

± 4000.0×10 -6 ひずみ± 8000.0×10 -6 ひずみ±16000.0×10-6 ひずみ±32000.0×10 -6 ひずみ±64000.0×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+3digit)

0.1×10 -6 ひずみ
0.2×10 -6 ひずみ
0.4×10 -6 ひずみ
0.8×10 -6 ひずみ
1.6×10 -6 ひずみ

直流電圧測定（高精度モード）

適用熱電対

T,K,J,B,S,R,E,N
JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013
Pt100(500μA 定電流3線式)
JIS C1604:2013、IEC60751：2008

DC14mA 24ms(50Hz)

ブリッジ抵抗初期値記憶範囲

株式会社東京測器研究所

DC6mA 24ms(50Hz)

ブリッジ電源

DC±640mV
DC±64V
1MΩ以上
DC±70V MAX

適用白金抵抗測温体

分解能
1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ

定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高精度モード）
ブリッジ電源直流電圧測定V1/1
V1/100
入力インピーダンス
B-D 間許容入力電圧
熱電対温度測定

白金測温抵抗体測定294

測定範囲および分解能

測定範囲± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+1digit)

V1/1±160.000mV

V1/100±16.0000V

確度の温度係数±0.0024％rdg/℃

確度の経年変化±0.024％rdg/年
測定範囲± 40.000mV± 80.000mV
V1/1±160.000mV±320.000mV
測定範囲および±640.000mV
分解能± 4.0000V± 8.0000V
V1/100±16.0000V±32.0000V±64.0000V
V1/1 確度（23℃±5℃）±(0.05％rdg+3digit)
V1/100 確度（23℃±5℃） ±(0.05％rdg+2digit)

分解能0.001mV
0.002mV
0.004mV
0.008mV
0.016mV
0.0001V
0.0002V
0.0004V
0.0008V
0.0016V

測定器

データロガー

白金測温抵抗体温度測定（JIS C1604:2013、IEC60751：2008 Pt100）（高精度モード）
Pt100

測定法
リニアライズ
確度の温度係数
確度の経年変化
測定範囲
分解能
確度（23℃±5℃）

3 線式(Pt3W)
デジタル演算±0.0020％rdg/℃±0.05％rdg/年-200～+850℃
0.1℃±(0.05％rdg+0.3℃)

SDカード

対応カード容量 : 4GB（当社指定）

外部プリンタ RP-E11

熱電対温度測定（JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013）（高精度モード）

分解能

確度（23°C±5°C）（外部基準接点）（内部基準接点）

T- 250 ～ - 200℃
- 200 ～ - 100℃
- 100 ～ + 400℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.19％rdg+0.5℃)±(0.09％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.2℃)±(0.19％rdg+3.8℃)±(0.09％rdg+1.6℃)±(0.06％rdg+0.9℃)

K- 210 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 960℃
+ 960 ～ +1370℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.11％rdg+0.3℃)±(0.08％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.1℃)±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.11％rdg+1.8℃)±(0.08％rdg+1.1℃)±(0.06％rdg+0.7℃)±(0.06％rdg+1.2℃)

J- 200 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 700℃
+ 700 ～ +1200℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.09％rdg+0.2℃)±(0.07％rdg+0.1℃)±(0.05％rdg+0.1℃)±(0.06％rdg+0.4℃)±(0.09％rdg+1.4℃)±(0.07％rdg+1.0℃)±(0.05％rdg+0.6℃)±(0.06％rdg+0.8℃)

B+ 200 ～ + 280℃ 0.5〜0.4°C ±(0.03％rdg+1.5℃)+ 280 ～ + 800℃ 0.3〜0.1°C ±(0.03％rdg+0.6℃)+ 800 ～ +1760℃
0.1℃±(0.04％rdg+0.4℃)±(0.03％rdg+1.5℃)±(0.03％rdg+0.6℃)±(0.04％rdg+0.4℃)

S- 10 ～ + 200℃
+ 200 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.05％rdg+0.4℃)±(0.06％rdg+1.3℃)±(0.05％rdg+0.8℃)

R- 10 ～ + 150℃
+ 150 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.05％rdg+0.4℃)±(0.06％rdg+1.3℃)±(0.05％rdg+0.8℃)

E- 210 ～ + 550℃
+ 550 ～ +1000℃

0.1℃
0.1℃

±(0.10％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.3℃)±(0.10％rdg+1.6℃)±(0.06％rdg+0.7℃)

N- 200 ～
0℃
0 ～ +1090℃+1090 ～ +1300℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.11％rdg+0.4℃)±(0.05％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.11％rdg+1.8℃)±(0.05％rdg+0.7℃)±(0.06％rdg+0.9℃)

専用プリンタ用紙P-80
5巻入り／箱

用紙サイズ 80mm幅、25m/7200行/巻

計測ソフトウェア Visual LOG

Visual LOG TDS-7130v2静的計測ソフトウェア

ワンタッチ端子 SB-OT1B

入力リード線をワンタッチで接続できる端子台です。スイッチボックスの入力ターミナルに取付けて使用します。（1組5個入り）

特殊測定
システム

測定範囲

計測
ソフトウェア※ センサの確度は含まず、また、熱電対Ｂは基準接点を使用しない。

ボックス・ユニット接続
対象機種

延長距離
接続ケーブルEX-50H、EU-10H、EU-10D、EI-01P
EU-10VO

計測
コンサルタント

接続台数

測定ボックス
測定ユニット
出力ユニット測定ボックス
測定ユニット
出力ユニット

自動車関連
計測システム

種類

測定器

T,K,J,B,S,R,E,N
デジタル演算データロガー TS-963/-960の測定
データを印字出力します。
RP-E11-K3FJ1-S（RS-232C 接続）

変換器

適用熱電対
リニアライズ

ひずみゲージ

適用測温抵抗体関連製品

最大100台接続
最大2台接続100m（機器間）
EX用接続ケーブル
CR-892M（2ｍ）、CR-895M（5ｍ）、
CR-8901（10ｍ）、CR-8902（20ｍ）、
CR-8905（50ｍ）、CR-8910（100ｍ）※ 測定ボックスの接続台数に関して、EX-50Hは1台で5台分として換算する

標準付属品
取扱説明書(CD)… ………………………………………………… 1 枚AC 電源ケーブル(CR-01)… ……………………………………… 1 本
アース線(CR-20)…………………………………………………… 1 本
SD カード…………………………………………………………… 1 枚
ビニールカバー…………………………………………………… 1 枚
保証書… …………………………………………………………… 1 部
プラスドライバ… ………………………………………………… 1 本

株式会社東京測器研究所

295