測定器

データロガー

TC-32K（ハンドヘルド）

ひずみゲージ変換器● ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体の測定● 絶縁抵抗測定もできるのでセンサのチェックにも使用可能● 1 ゲージ 4 線式ひずみ測定法対応● ひずみの完全な補正法搭載● TEDS 対応● ばら線の接続もワンタッチ● インターバルタイマによる自動測定● 低消費電力● 電源は単 3 形電池 4 本で、現場での交換が容易● スイッチボックス CSW-5B との組合せで多点測定● 2 軸挿入型傾斜計用アダプタ IA-33、IA-32 との組合せ可能

ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器

測定器

荷重計、変位計、圧力計、傾斜計など

TEDS対応測定容量や定格出力など個々のパラメータを記録したICチップを内蔵した変換器の情報を瞬時に自動認識します。

直流電圧

自動車関連
計測システム

熱電対

特殊測定システム
白金測温抵抗体計測ソフトウェア
計測コンサルタント

バックライト付き液晶表示
解像度 255×160ドット
主な表示内容測定データ、設定リスト、時系列データのグラフィック表示など

RS-232C、USB
インターフェース
RS-232C、USBに よ る コ
ントロールとデータ転送
USBド ラ イ バ は 別 売 の 取
扱説明書インターフェース
編またはモニタリング計測
ソフトウェアVisual LOG
Lightに付属します。
ACアダプタ（オプション）
対応

328

株式会社東京測器研究所

TC-32Kは片手にすっきり収まるコンパクトな形状のハンドヘルドタイプの測定器です。防滴構造を採用していますので、屋外でも安心して使用できます。センサを接続する端子部は、リード線、バナナプラグとも簡単に接続可能なワンタッチタイプ（特許）を採用し、スピーディに測定ができます。最大20チャンネルのセンサモード、係数、イニシャル値の設定と測定データの記録が可能で、複数の現場を移動しながらデータを収集する場合などでもデータ整理が容易です。また、専用スイッチボックスCSW-5Bを使用することにより5点の自動計測が可能です。インターバルタイマ、データメモリ、さらにはCFカードによる記録や、パソコンと接続してコントロールやデータ転送も行えます。抵抗および絶縁抵抗のチェック機能により、ひずみゲージや変換器などのチェックにも使用できます。

CFカード

高輝度LCD、日本語表示で簡単操作

インターフェース

ハンドヘルドデータロガー
TC-32K

CFカードには測定データと設定内容が記録できます。また、カードからファームウェアのバージョンアップができます。
対応カード容量:最大2GB

測定器

データロガー

システムブロック図
専用スイッチボックス

入力センサ5種
ひずみゲージ

CSW-5B

CSW-5B-05（NDISワンタッチコネクタ付）

5点  自動測定

直流電圧

パソコン

接続ケーブル
CR-655（スイッチボックス標準付属）

変換器

熱電対

1点  自動測定

インターフェース
標準搭載

白金測温抵抗体

外部プリンタDPU-S245（オプション）

USBポート
RS-232Cポート

オプションを用いる入力

リモートパワーコントローラ
RPC-05A（オプション）●1ゲージ4線式ひずみ測定法
1ゲージ4線式アダプタCR-5810と組合せ●TEDS対応センサ

2軸傾斜計KB-HC入力用アダプタと組合せ

データ記録

特殊測定
システム

TEDS仕様のセンサと組合せ●2軸傾斜計用アダプタ

自動車関連
計測システムACアダプタCR-1867（オプション）

測定器

TC-32K

ひずみゲージ

ひずみゲージ式
変換器

CFカード 容量：最大２GBパソコンへデータ転送

計測
ソフトウェア

日本語表示による対話式の簡単操作

操作画面例

計測
コンサルタント【モニタ画面シングル】【モニタ画面マルチ】【傾斜計2軸モード】【測定モードの切り替え】【波形モニタ】【プログラムメニュー】

株式会社東京測器研究所

329

測定器

データロガー

TC-32K（ハンドヘルド）
仕様
測定確度

測定点数
1点

単体

NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力

5点

CSW-5B組合せ時

CSW-5B、CSW-5B-05

適用センサ
ひずみゲージ

ひずみ測定

変換器
熱電対測定

1ゲージ4線式
1ゲージ4線式
1ゲージ4線式

120Ω
240Ω
350Ω

1ゲージ法3線式
1ゲージ法3線式
1ゲージ法3線式
2ゲージ法
4ゲージ法
4ゲージ法定電流

120Ω
240Ω
350Ω
120〜1000Ω
120〜1000Ω
350Ω

4ゲージ法0-2V

120〜1000Ω

＊1:1ゲージ4線式はオプションのアダプタを使用
ブリッジ電圧DC1V 44ms（50Hz）＊1:ブリッジ電圧 DC2V24ms（50Hz）
リニアライズ
デジタル演算T、K、J、B、S、R、E、N

測定器

電圧測定

DC 300mV   ±300mVDC 30V           ±30V
DC Auto          ±30V ＊1

白金測温
抵抗体

白金温度測定3線式

JIS C 1602-1995
入力インピーダンス
V 1/1    500MΩ以上
V 1/100    1MΩ以上
リニアライズデジタル演算
JIS C 1604-1997 Pt100＊1: 本体からの1ＣＨ測定のみ

自動車関連
計測システム

ひずみ測定

特殊測定システム

直流電圧測定熱電対
温度測定

計測ソフトウェア

白金測温
抵抗体

測定範囲

初期値記憶範囲×1
×10±30000×10−6ひずみ ±160000
×10−6ひずみ±300000×10−6ひずみ
V 1/1
V 1/1
±  30.000mV±160.000mV±300.000mV

×1×10

V 1/100±  3.0000 V±30.0000 V×1
×10

V 1/100  ± 16.0000 V–

T：- 250〜+ 400℃
K：- 210〜+1370℃
J：- 200〜+1200℃
B：+200〜+1760℃
S：- 10〜+1760℃
R：- 10〜+1760℃
E：- 210〜+1000℃
N：- 200〜+1300℃––- 200〜+850℃–計測
コンサルタント

K

J

B
S
R
E
N

測定範囲

分解能

0.1℃
250〜– 200℃
0.1℃
200〜– 100℃
0.1℃
100〜+ 400℃
0.1℃
210〜– 160℃
0.1℃
160〜
0℃
0.1℃
0〜+ 960℃
0.1℃+ 960〜+1370℃
0.1℃– 200〜– 160℃
0.1℃
– 160〜
0℃
0.1℃
0〜+ 700℃
0.1℃+ 700〜+1200℃+ 200〜+ 280℃ 0.5 ～ 0.4℃
+ 280〜+ 800℃ 0.3 ～ 0.1℃
0.1℃
+ 800〜+1760℃– 10〜+ 200℃
0.1℃
+ 200〜+1760℃
0.1℃– 10〜+ 150℃
0.1℃
+ 150〜+1760℃
0.1℃– 210〜+ 550℃
0.1℃
+ 550〜+1000℃
0.1℃– 200〜
0℃
0.1℃
0〜+1090℃
0.1℃
0.1℃+1090〜+1300℃–––––

1×10−6ひずみ ±（0.08%rdg+1digit） ±0.002
10×10−6ひずみ ±（0.08%rdg+1digit） ±0.002

±0.02
±0.02

ひずみ×1
（1ゲージ4線式） ×10

1×10−6ひずみ ±（0.28%rdg+1digit） ±0.002
10×10−6ひずみ ±（0.28%rdg+1digit） ±0.002

±0.02
±0.02

電圧 V1/1×1×100.001mV0.010mV±（0.08%rdg+3digit） ±0.0024±（0.08%rdg+3digit） ±0.0024

±0.02
±0.02

電圧 V 1/100×1×100.0001V
0.0010V±（0.08%rdg+2digit） ±0.002±（0.08%rdg+2digit） ±0.002

±0.02
±0.02

白金測温抵抗体
Pt100  3W–

0.1℃±（0.08%rdg+0.3℃）±0.0020±0.05

レンジは自動切替えです。抵抗測定2線式の場合、リード線抵抗は含みません。
リード線抵抗補正
Comet B
（1ゲージ法3線式）

ゲージ抵抗

リード線抵抗値
補正範囲

120Ω
240Ω
350Ω

約100Ω以下
約200Ω以下
約300Ω以下

チェック機能絶縁チェック接続されたセンサと供試体間の絶縁抵抗を確認

抵抗チェック

入力端子A-B間の抵抗を確認

項目

80ms
（50Hz地域）
67ms（60Hz地域)±20%rdg*電池駆動時分解能

0.1MΩ

サンプリング速度

約1s

0 ～ 3kΩ±（0.5%rdg+0.2Ω）
3k ～ 30kΩ ±（0.5%rdg+2Ω）
0 ～ 3kΩ0.1Ω
3k ～ 30kΩ 1Ω
約0.5s

備考

印加電圧2.5V

10µA定電流方式

表示・機能

時刻

確度（23℃±5℃）（内部基準接点）±(0.38%rdg+0.6℃ )±(0.15%rdg+0.2℃ )±(0.10%rdg+0.2℃ )±(0.19%rdg+0.3℃ )±(0.12%rdg+0.2℃ )±(0.08%rdg+0.1℃ )±(0.10%rdg+0.9℃ )±(0.16%rdg+0.2℃ )±(0.12%rdg+0.1℃ )±(0.08%rdg+0.1℃ )±(0.08%rdg+0.6℃ )±(0.04%rdg+4.0℃ )±(0.04%rdg+1.2℃ )±(0.05%rdg+0.4℃ )±(0.09%rdg+0.6℃ )±(0.07%rdg+0.4℃ )±(0.09%rdg+0.7℃ )±(0.07%rdg+0.4℃ )±(0.17%rdg+0.2℃ )±(0.09%rdg+0.4℃ )±(0.38%rdg+3.9℃ )±(0.15%rdg+1.4℃ )±(0.10%rdg+0.8℃ )±(0.19%rdg+1.6℃ )±(0.12%rdg+1.0℃ )±(0.08%rdg+0.5℃ )±(0.10%rdg+1.4℃ )±(0.16%rdg+1.2℃ )±(0.12%rdg+0.8℃ )±(0.08%rdg+0.5℃ )±(0.08%rdg+0.9℃ )±(0.04%rdg+4.0℃ )±(0.04%rdg+1.2℃ )±(0.05%rdg+0.4℃ )±(0.09%rdg+1.2℃ )±(0.07%rdg+0.7℃ )±(0.09%rdg+1.2℃ )±(0.07%rdg+0.7℃ )±(0.17%rdg+1.4℃ )±(0.09%rdg+0.8℃ )±(0.18%rdg+0.4℃ ) ±(0.18%rdg+1.6℃ )±(0.08%rdg+0.2℃ ) ±(0.08%rdg+0.6℃ )±(0.08%rdg+0.9℃ ) ±(0.08%rdg+1.2℃ )抵抗測定
0 ～ 30kΩ

確度

表示（外部基準接点）

表示器
解像度

バックライト付き液晶表示
255×160 ドット

表示内容
設定

測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
年、月、日、時、分、秒

確度
日差±1秒（23℃±5℃）
インターフェース USB、RS-232C
機能
コマンドの受信、測定データなどの送信
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可（温度測定はダイレクトのみ）
測定点切換方式 スキャニング ファーストチャンネル＊0からラストチャンネル＊4まで自動切換測定（CSW-5B接続時のみ、ジャンプ可能）モニタ

モニタチャンネルの繰り返し測定
時間変化に対するグラフィックモニタ
測定スタート スタートキースイッチ、インターバルタイマ、USB、RS-232C
プログラム設定 各点ごとに設定可能
係数±（0.0001〜99999）
単位με、mV、℃、kN、mmなど40種類
小数点
小数点以下の表示を0〜6桁任意に設定
初期値任意測定チャンネルごとに書き込みセンサモード 接続するセンサ種別を設定
シンプル
係数1.0000メジャー
単位センサモードに連動
小数点
センサモードに連動
自己診断機能 バージョン表示、バッテリ、ばらつき、バーンアウト
TEDS機能規格 IEEE1451.4  クラス2
機能 TEDSセンサ情報の読み出し
インターバル 機能
設定した時間間隔、時刻による自動スタート
タイマ
インターバル 時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能
スタート回数1ステップあたり最大99回または無限回
ステップ数
最大5ステップのプログラム可能
実時刻スタート ステップごとにスタート時刻（日・時・分・秒）を設定

データメモリ株式会社東京測器研究所

絶縁抵抗
0 ～ 500MΩ

範囲※ センサの確度は含まず、また、熱電対Bは基準接点を使用しません。

330

確度の確度の温度係数 経年変化（%rdg/℃）（%rdg/年）

ひずみ×1（1ゲージ4線式を除く） ×10

サンプリング速度

熱電対測定確度

T

確度（23℃±5℃）

分解能

係数設定チェック 100、1000、10000μV相当の入力があった時の係数演算結果の確認
レンジ

4ゲージ法0-2Vモード（当社製差動トランス型変位計など対応）の測定範囲は×1 :±15000×10－6ひずみ、×10 : ±150000×10－6ひずみとなります。

種類

レンジ

ばらつきチェック 測定値のばらつきの確認

測定範囲
測定項目

センサモードGOTOステップ 以前のステップにプログラムループ可能
スリープ機能 測定時間の5秒前に電源ON、計測終了後自動的に電源OFFになる
スリープ機能ON/OFF設定可能
機能
測定データの記録・再生
測定モード、チャンネルナンバ、測定データ、記録内容
時刻データ、データナンバ
データ容量
最大約80000データ
データ保持期間 約20日間（満充電時）

測定器

データロガー

外観寸法図
49

カード規格
CFカード
カード容量
最大2GB
キー操作、各インターフェースからコマンドを10分間受けない
オートパワー と自動的に電源をOFFにする。オートパワー OFF機能のON/OFFOFF設定可能
メモリカード総合仕様

102
29.4m/s2（50Hz  0.6mmp-p）
49m/s2
IP-54（コネクタキャップを装着した状態）

連続使用時間アルカリ乾電池使用: 約10時間（ひずみ測定350Ωブリッジ接続時）

ひずみゲージ

耐振性
耐衝撃性
防滴性

保存温度範囲 －20〜+60℃
電源
単3形アルカリ乾電池 4本、専用ACアダプタCR-1867、または外部電源入力 DC9〜18V
102（W）×49（H）×223（D）mm
約800g

標準付属品

測定器

外形寸法
質量変換器

223

使用温湿度範 －10〜+50℃  85%RH以下（結露を除く）
囲85

自動車関連
計測システム単3形アルカリ乾電池… …………………………………………… 4 本
ショルダーベルト………………………………………………… 1 本
アクセサリボックス……………………………………………… 1 個
取扱説明書………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部

関連製品
DPU-S245

1ゲージ4線式専用アダプタ

CR-5810

特殊測定システム

外部プリンタプリンタケーブル CR-4511
Dsub9P-10P（小型）ストレート0.5m（TC-32K専用）

1ゲージ4線式ひずみゲージ
モジュラープラグ付き（ワンタッチ接続イメージ）

RPC-05A

RS-232Cケーブル
CR-5353

リモートパワーコントローラと組合せることにより、TC-32Kのスリープ機能を生かし外部バッテリ駆動による長期計測ができます。

RS-232Cケーブル CR-5532
Dsub9P-10P（小型）クロス1.5m（TC-32K専用）パソコンとの接続に使用します。

USBケーブル CR-6187
miniB-A（フェライトコア付き）1.5m（TC-32K専用）パソコンとの接続に使用します。

計測コンサルタント

リモートパワーコントローラ

バッテリ用接続ケーブル
CR-152M
外部バッテリ

計測
ソフトウェア

TC-32Kの測定データを印字出力します。記録紙TP-S245L-1（オプション）を使用します。

TEDS対応センサ
TC-32KはTEDS対応センサを使用できます。TEDS対応の荷重計や変位計などの変換器を接続してく だ さ い。 こ れ ら の 変 換 器 に は個々の測定容量や定格出力などの各パラメータを記録したICチップを内蔵しています。
ICチップを内蔵した荷重計
TCLZ

ACアダプタ CR-1867
AC100Vに接続し電源供給をします。

CFカード
対応カード容量: : 128MB、512MB、1GB、2GB（当社指定）

株式会社東京測器研究所

331

測定器

データロガー

TC-32K（ハンドヘルド）
2軸挿入型傾斜用アダプター

IA-33、IA-32
IA-33

X軸入出力信号線

ひずみゲージ

挿入型傾斜計KB-HC

Y軸入出力信号線

IA-33は、TC-32KのNDISコネクタ部分に取付け、ビス2本で簡単に固定可能な2軸挿入型傾斜計測定用アダプタです。
IA-32は、TC-32Kと専用ケーブルで接続する据え置き型の2軸挿入型傾斜計測定用アダプタです。
TC−32Kの測定モードを2軸の挿入型傾斜計に設定するとX軸、Y軸の同時モニタが可能です。
別売の挿入型傾斜計管理ソフトウェアIMP-7210を使用することにより、蓄えられた測定データから各深度での区間変位、累積変位を求め対比図、分布図のグラフやデータ一覧を出力できます。

変換器

仕様

外観寸法図
測定器

IA-33

IA-32

適用測定器
測定点数
測定確度
電源
使用温湿度範囲

TC-32K
2点
TC-32Kに準ずる
TC-32Kより供給 DC5V 100mA以下−10〜＋50℃ 85％以下（結露を除く）

外形寸法

IA-33：95（W）
×41（H）
×50（D）
mm
IA-32：95（W）×42（H）
×50（D）mm（突起部を除く）

質量約300g

自動車関連
計測システムCSW-5B ／ CSW-5B-05スイッチボックス

特殊測定システム
計測ソフトウェア●ひずみ、電圧、熱電対、白金測温抵抗体のいずれも測定可能●センサモードはTC-32Kにて設定●ターミナルはねじ止め、はんだ付けのどちらも可能●小型、軽量TC-32Kとの組合せ

計測コンサルタント

CSW-5B-05

CSW-5B

ハンドヘルドデータロガー TC-32Kと組合せて測定点数を拡張する
ためのスイッチボックスです。測定点数は5点で、ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体のいずれも測定できます。
※ C SW-5B-05 は全点に NDIS ワンタッチコネクタレセプタクルを備えたコネクタ併用型です。

仕様
適用測定器

TC-32K

測定点数

5点

白金測温抵抗体温度測定

ひずみ測定

適用結線法
ゲージ抵抗

測定範囲
感度低下

測定点番号

固定（CH0~CH4）

1ゲージ4線式: 120, 240, 350Ω

測定点表示

各点に赤色LED

切換器

半導体リレー

使用温湿度範囲−10℃ ~＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）

電源

TC-32Kより供給
CSW-5B:75（W）
×35（H）
×204（D）
mm（突起部を除く）
CSW-5B-05 :95（W）×35（H）
×204（D）
mm（突起部を除く）
CSW-5B :約500g
CSW-5B-05 :約650g

2ゲージ法: 120~1000Ω
4ゲージ法: 120~1000Ω
4ゲージ法定電流 : 350Ω (ケーブル往復抵抗値200Ω以内)
4ゲージ法0-2V: 120~1000Ω
組合せるデータロガーによる
×1±(0.08%rdg+1digit)-0.33%rdg 以下
×10±(0.08%rdg+2digit)-0.33%rdg 以下
TC-32Kに準じる

電圧測定±300mV   ±30V
300mVレンジ  ±5V30Vレンジ    ±35V
T, K, J, B, S, R, E, N

測定範囲

332

3線式

: 120, 240, 350Ω

測定範囲

熱電対温度測定

TC-32Kに準じる

測定法
1ゲージ法3線式

直流電圧測定許容入力電圧

測定範囲

TC-32Kに準じる

株式会社東京測器研究所

外形寸法
質量標準付属品
取扱説明書 … ……………………………………………………… 1 部
接続ケーブルCR-655 … ………………………………………… 1 本
アクセサリボックス … …………………………………………… 1 個
保証書 … …………………………………………………………… 1 部