TI01468S/00/EN/08.24-00
71656903
2024-04-15

Products

Solutions

ServicesTechnical Information
FieldPort SWA50
Intelligent Bluetooth® and/or WirelessHART adapter for
all HART field devices

Application
The FieldPort SWA50 converts the HART signal of theconnected HART field device into a reliable and encryptedBluetooth® or WirelessHart signal. The SWA50 can be
retrofitted to all 2-wire and 4-wire HART field devices in both
hazardous and non-hazardous areas. The robust stainless steel
housing allows the SWA50 to be installed even in harshindustrial environments.
It is possible to configure the SWA50 and visualize measured
values of the connected HART field device via the SmartBlue
app or a Field Xpert tablet PC. A FieldEdge device enables
quick and easy connection to the Netilion Cloud in order to use
the data in various Netilion services.

Your benefits• Reliable transmission of the measured process values
through the connected FieldPort SWA50 via encryptedBluetooth® or WirelessHART communication• Easy to retrofit all 2-wire or 4-wire HART field devices• Easy connection of all HART field devices to the
Netilion Cloud• Loop-powered adapter, without affecting the process signal• Easily accessible, wireless, diagnostic information ofconnected HART field device• Convenient configuration of the connected HART fielddevice via FieldPort SWA50 and Field Xpert

FieldPort SWA50

Table of contents
About this document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Device-specific accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16Function and system design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Supplementary documentation . . . . . . . . . . . . . . .

18Radio approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System architecture of the FieldPort SWA50
Bluetooth version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System architecture of FieldPort SWA50 WirelessHART
version . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4
5

Input (wired interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Communication interface and protocol version . . . . . . . . . . 5

Output (wireless interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Communication interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Transmission frequency band . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Transmission power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Device variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Power supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Terminal assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FieldPort SWA50 grounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Supply voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Power consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Terminals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cable entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Cable specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Standard documentation SWA50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Supplementary device-dependent documentation for
SWA50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standard documentation for SGC200 . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standard documentation for SGC500 . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standard documentation for SMT50 . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standard documentation for SMT70 . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Standard documentation for SMT77 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Standard documentation for SWA70 . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Standard documentation for SWG50 . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canada and United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thailand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
South Korea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other radio approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21

Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Mounting methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mounting instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lightning protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
13
13

Environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ambient temperature range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Climate class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Degree of protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vibration resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shock resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electromagnetic compatibility (EMC) . . . . . . . . . . . . . . .

13
13
13
13
13
13
13

Mechanical construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Design, dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Operability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Operating concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Local operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Certificates and approvals . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

16Endress+Hauser

FieldPort SWA50

About this document
Symbols

Safety symbols
DANGER

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation will result in serious or
fatal injury.
WARNING

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in serious or
fatal injury.
CAUTION

This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in minor or
medium injury.
NOTICE

This symbol contains information on procedures and other facts which do not result in personal
injury.
Symbols for certain types of information
SymbolMeaning
Permitted
Procedures, processes or actions that are permitted.
Preferred
Procedures, processes or actions that are preferred.
Forbidden
Procedures, processes or actions that are forbidden.
Tip
Indicates additional information.
Reference to documentationA

Reference to page
Reference to graphic

Visual inspection

Endress+Hauser

3FieldPort SWA50

Function and system design
Function

The FieldPort SWA50 converts the HART signal of the connected HART field device into a reliable
and encrypted Bluetooth® or WirelessHart signal. The FieldPort SWA50 can be retrofitted to all 2wire or 4-wire HART field devices.
The following operating tools are available for the FieldPort SWA50:• The Endress+Hauser SmartBlue app for mobile devices• An Endress+Hauser Field Xpert SMTxx tablet PC• The Endress+Hauser FieldCare SFE500 field device configuration tool
Depending on the operating tool, the following functions are available:• Configuration of the FieldPort SWA50• Visualization of the measured values of the connected HART field device• Visualization of the current status of the FieldPort SWA50 and the connected HART field device• Configuration of the connected HART field device
HART field devices can be connected to the Netilion Cloud via the FieldPort SWA50 and a FieldEdge
device.
Detailed information on Netilion Cloud: https://netilion.endress.com
The WirelessHART version of the FieldPort SWA50 can be integrated into a WirelessHART network
via the Endress+Hauser FieldGate SWG50 or via any compatible WirelessHART gateway. Moreinformation is available from your Endress+Hauser sales organization: www.addresses.endress.com.
NOTICE
Safety applications with control functions via Bluetooth signal or WirelessHART signal
Undesirable behavior of safety application‣ Do not use a wireless signal such as Bluetooth or WirelessHART in a safety application with acontrol function.

System architecture of theFieldPort SWA50 Bluetoothversion

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Netilion

A0040482

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4

System architecture of SWA50 Bluetooth version
HART field device with FieldPort SWA50, remote mounting
Encrypted wireless connection via Bluetooth®
HART field device with FieldPort SWA50, direct mounting
FieldEdge SGC200
LTE connection
Netilion CloudApplication Programming Interface (API)https Internet connection
Internet browser-based Netilion Service app or user application
Endress+Hauser SmartBlue app
Endress+Hauser Field Xpert, e.g. SMTxx

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

System architecture of
FieldPort SWA50
WirelessHART version

1

2

3

4

7

5 6

8

6

9

10

1

Netilion

WirelessHART

16

15

14

13

12

11
A0043239

2

System architecture of SWA50 WirelessHART version

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Endress+Hauser Field Xpert such as SMTxx
Host application / FieldCare SFE500
Ethernet communication
WirelessHART gateway, e.g. FieldGate SWG50
FieldEdge SGC500
https Internet connection
Netilion cloudApplication Programming Interface (API)Internet browser-based Netilion Service app or user application
Endress+HauserSmartBlue app
Encrypted wireless connection via Bluetooth®
HART field device with FieldPort SWA50, direct mounting
HART field device with WirelessHART adapter, e.g., SWA70
FieldPort SWA50 as repeater
Encrypted wireless connection via WirelessHARTHART field device with FieldPort SWA50, remote mounting

Input (wired interface)
Inputs

A point-to-point connection to a 2-wire or 4-wire HART field device

Communication interface
and protocol version

Field devices with HART 5, HART 6 or HART 7

Endress+Hauser

5FieldPort SWA50

Output (wireless interface)Communication interface

BluetoothBluetooth IEEE 802.15.1
In addition to the FieldPort SWA50, there can be only one other HART master in the HART
loop of the SWA50.
WirelessHART• WirelessHART communication interface (IEC 62591)• HART version 7.5, backward-compatible with previous HART versions

Transmission frequency
band

2.4 GHz (ISM band)

The range depends on the alignment of the FieldPort SWA50, the mounting location and theenvironmental conditions.

Range

Since the antenna of the WirelessHART gateway is aligned vertically as a general rule, the ideal
orientation for the FieldPort SWA50 is also vertical. If the antennas are aligned differently, thiscan greatly reduce the antenna range.

60°
40°
30°

120°
80°

100°

80°
30°
40°
30°

30°
80°
A0043409

3Different ranges depending on the position of the transmission window

BluetoothUp to 30 m (98 ft) without obstacles when FieldPort SWA50 is optimally aligned
WirelessHART• Up to 175 m (574 ft) without obstacles, between FieldGate SWG50 with 6 dBi antenna andFieldPort SWA50, optimally aligned• Up to 75 m (246 ft) without obstacles, between FieldGate SWG50 with 2 dBi antenna andFieldPort SWA50, optimally aligned• Up to 50 m (146 ft) without obstacles, between WirelessHART adapter SWA70 and FieldPort
SWA50, optimally aligned• Up to 25 m (82 ft) without obstacles, between two FieldPort SWA50 adapters, optimally aligned
Transmission power

6

0 dBm or 10 dBm, configurable for adaptation to national regulations

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

Device variables

SmartBlue app

Field Xpert

Endress+Hauser
field devices• Measured value output current of HART
field device• Device information, configuration dataand HART information of the FieldPort
SWA50• Measured values PV, SV, TV and QV of
HART field device• Additional device information of the
HART-7 or HART-6 field device• HART information of HART field device• Combined NAMUR NE 107 status,
consisting of the status for the FieldPort
SWA50 and the status of the connected
HART field device• Measured value output current of HART
field device• Device information, configuration dataand HART information of the FieldPort
SWA50• Measured values PV, SV, TV and QV of
HART field device• Additional device information of the
HART-7 or HART-6 field device• HART information of HART field device• Combined NAMUR NE 107 status,
consisting of the status for the FieldPort
SWA50 and the status of the connected
HART field device

Field devices ofothermanufacturers• Measured value output current of HART
field device• Device information, configuration dataand HART information of the FieldPort
SWA50• Measured value output current of HART
field device• Device information, configuration dataand HART information of the FieldPort
SWA50
Additionally in the livelist• Measured values PV and SV• Combined NAMUR NE 107 status,
consisting of the status for the FieldPort
SWA50 and the status of the connected
HART field device

If the HART field device does not support the extended device status according to NAMUR
NE 107, limitations may apply to the display of status information.
You can read out the following data via the Bluetooth version of the FieldPort SWA50 and theEndress+Hauser FieldEdge SGC200 (Netilion services):• Process variables PV and SV of HART field device if available• Combined status according to NAMUR NE 107 of the FieldPort SWA50 and the HART field device,where available
For the WirelssHART version of the FieldPort SWA50 and theEndress+HauserFieldEdge SGC500(Netilion Cloud)For detailed information, see the Operating Instructions for the FieldPort SWA50
WirelessHART→  18
Diagnosis

2 LEDs• Green: Flashes four times at start-up to indicate that the device is operational• Orange: Flashes every 2 seconds to indicate that a squawk function has been enabled
The LEDs are located on the electronic insert and are not visible from the outside.

Endress+Hauser

7FieldPort SWA50

Power supply
Electrical connection

2-wire HART field device with passive current output
Some grounding concepts require shielded cables. If connecting the cable shield to the FieldPort
SWA50, you must use a cable gland for shielded cable. See ordering information.

–

IN–

OUT–

–

+

IN+

OUT+

+

1

3

2

A0040494

41
23Electrical connection for 2-wire HART field devices with passive current output (optional grounding notshown)
Supply voltage (SELV, PELV or Class 2) or PLC with active current input or transmitter with active current
inputElectronic insert SWA50
2-wire field device 4 to 20 mA-HART

4-wire HART field device with passive current output
Some grounding concepts require shielded cables. If connecting the cable shield to the FieldPort
SWA50, you must use a cable gland for shielded cable. See ordering information.

–
+

1

IN–

OUT–

IN+

OUT+

2

–
+

3

–

–

+

+

4
A0040491

5
1
2
3
4

Electrical connection for 4-wire HART field devices with passive current output (optional grounding notshown)
Supply voltage (SELV, PELV or Class 2) or PLC with active current input or transmitter with active current
inputElectronic insert SWA50
4-wire field device with passive 4 to 20 mA-HART output
Supply voltage for 4-wire field device

4-wire HART field device with active current output
Some grounding concepts require shielded cables. If connecting the cable shield to the FieldPort
SWA50, you must use a cable gland for shielded cable. See ordering information.

8

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

–

–

–

IN–

OUT–

–

+

+

+

IN+

OUT+

+

2

1

4

3

A0040492

6
1
2
3
4

Electrical connection for 4-wire HART field devices with active current output (optional grounding notshown) – PLC or transmitter at OUT terminals
Supply voltage (SELV, PELV or Class 2) for 4-wire HART field device
4-wire field device with active 4 to 20 mA HART output
Electronic insert SWA50
PLC or transmitter with passive current input

–

–

–

IN–

OUT–

+

+

+

IN+

OUT+

2

1

4

3

A0045101

7
1
2
3
4

Electrical connection for 4-wire HART field devices with active current output (optional grounding notshown) – resistor at OUT terminals
Supply voltage (SELV, PELV or Class 2) for 4-wire HART field device
4-wire field device with active 4 to 20 mA HART output
Electronic insert SWA50
Resistance 250 to 500 Ohm min. 250 mW between terminals OUT+ and OUT–

If you select the "direct mounting" version and the "4-wire HART field device with active current
output and PLC or transmitter" electrical connection version, you can use core cross-sections of
0.75 mm² maximum. The wires that you insert into the shorter top housing section must beconnected to the IN terminals opposite, and the wires that you insert into the longer bottom
housing section must be connected to the OUT terminals opposite. If larger core cross-sections
are required, we recommend remote mounting.
FieldPort SWA50 without HART field device (repeater)
Using this connection version, you can preconfigure the FieldPort SWA50 or use it asa repeater.

1

–

IN–

OUT–

+

IN+

OUT+
2

3
A0040493

81
2
3Endress+Hauser

FieldPort SWA50 without HART field device (optional grounding not shown)
Supply voltage FieldPort SWA50, 20 to 30 VDC (SELV, PELV or Class 2)
Electronic insert SWA50
Resistance 1.5 kOhm and min. 0.5 W between terminals OUT+ and OUT–

9

FieldPort SWA50

Terminal assignment

1+ IN -+ OUT –

21234

+ OUT –+ IN –

ON
OFF

A0040495

912

FieldPort SWA50 terminal assignment
Input terminal IN
Output terminal OUT

Application

Input terminal IN

Output terminal OUT

2-wire HART field device→  4,  8

Cable from supply voltage, PLC withactive current output or transmitter withactive current output

Cable to 2-wire HART field device

4-wire HART field device with
passive current output→  5,  8

Cable from supply voltage, PLC withactive current output or transmitter withactive current output

Cable to 4-wire HART field device

4-wire HART field device withactive current output→ 8

Cable from 4-wire field device with active PLC or transmitter with passive
4 to 20 mA HART output
current output (optional),
alternatively wire bridge between
terminals OUT+ and OUT–

FieldPort SWA50 without field Cable from supply voltage for FieldPort
deviceSWA50→  8,  9FieldPort SWA50 grounding

Resistor between terminals OUT+
and OUT–"Direct mounting" version
With the "direct mounting" version, the FieldPort SWA50 is grounded via the field device or the
metal conduit.
"Remote mounting" version
With the "remote mounting" version, ground the FieldPort SWA50 via the optional mounting bracket
or a grounding clamp provided by the customer.
Optional mounting bracket
If using the mounting bracket, ground the FieldPort SWA50 via the grounding screw.
Mounting bracket: →  16
Grounding clamp provided by customer
The grounding clamp provided by the customer must meet the following requirements:• Diameter: approx. 40 mm• Stainless steel• If the FieldPort SWA50 is used in a hazardous area: suitable for hazardous areas as per
DIN EN 62305, Sheet 3 and DIN EN 62561-1

10Endress+Hauser

FieldPort SWA50

1

A0041808 101Supply voltage

Grounding via grounding clamp

Example of grounding clamp provided by customer• Loop-powered 4 to 20 mA• 24 V DC (min. 4 V DC, max. 30 V DC): min. 3.6 mA loop current required for start-up• The supply voltage or the power unit must be tested to ensure it meets safety requirements andthe requirements for SELV, PELV or Class 2
Voltage drop
• If internal HART communication resistor is deactivated• 3.2 V in operation• < 3.8 V at start-up• If internal HART communication resistor is activated (270 Ohm)
• < 4.2 V at 3.6 mA loop current• < 9.3 V at 22.5 mA loop current
To select the supply voltage, pay attention to the voltage drop via the FieldPort SWA50. The
remaining voltage must be high enough to enable the start-up and operation of the HART fielddevice.

Power consumption

Max. 0.2 W at 22 mA and with internal HART communication resistor (270 Ohm)

Terminals

2 x 2-pin screw terminals

Cable entry• "Remote mounting" version: 2 cable glands• "Direct mounting" version: 1 cable gland and 1 direct cable entry from field device
The following cable glands are available.
• Plastic M20 for unshielded cable (only suitable for use in non-hazardous areas)• Brass M20 for unshielded cable• Brass M20 for shielded cable

Cable specification

Use cables that are suitable for the anticipated minimum and maximum temperatures.
Observe grounding concept of the plant.
2 x 0.25 mm² to 2 x 1.5 mm²
You can use unshielded cable with or without ferrules and shielded cable with or without ferrules.
If you select the "direct mounting" version and the "4-wire HART field device with active current
output and PLC or transmitter" electrical connection version, you can use core cross-sections of
0.75 mm² at maximum. If larger core cross-sections are required, we recommend remotemounting.

Endress+Hauser

11FieldPort SWA50

Mounting
Mounting methods• Remote mounting• Direct mounting on HART field device via either M20 or NPT 1/2" connection adapter
For remote mounting, we recommend the optional mounting bracket. Alternatively, you can secure
the remote version using pipe clips.
1

2

4
5

3

6
7

A0043240

 11
1
2
3
4
5
6
7

Example of remote mounting

HART field device
Cable
FieldPort SWA50 "remote mounting" version
Bottom housing section
Transmission window
Design ring
Top housing section

1

4
5

2

6
7

3

A0043241

 12
1
2
3
4
5
6
7

12

Example of direct mounting

Cable
FieldPort SWA50 "direct mounting" version
HART field device
Bottom housing section
Transmission window
Design ring
Top housing section

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

Mounting instructions• Pay attention to the alignment and range. →  6• Observe a distance of at least 6 cm (0.24 ft) from walls and pipes. Pay attention to the expansionof the Fresnel zone.
• Avoid mounting in close proximity to high-voltage devices.
• Pay attention to the effect of vibrations at the mounting location. →  13
Additional mounting information for Bluetooth version:
Mount within the visual range of a FieldEdge SGC200.
Additional mounting information for WirelessHART version:
Mount within the visual range of a WirelessHart network subscriber.

Lightning protection• Do not mount the FieldPort SWA50 at the highest point of the system.
• Ground the housing of the FieldPort SWA50.

Environment
Ambient temperature range–40 to +70 °C (–40 to +158 °F)

Storage temperature range–40 to +85 °C (–40 to +185 °F)

Climate class

As per IEC 60068-2-38 test Z/AD

Degree of protection

When housing is closed, tested according to:• IP68 / NEMA 6P (24 h at 1 m under water)• IP66 / NEMA 4X

Vibration resistance

As per IEC 60068-2-64:2008• a(RMS) = 50 m/s²
• f = 5 to 2000 Hz• t = 3 planes x 2 h
Vibration resistance tested only for "remote mounting" version.

Shock resistance

As per IEC 60068-2-27:2008
300 m/s² [= 30 gn] + 18 ms

Electromagnetic
compatibility (EMC)

Electromagnetic compatibility as per EN 61326 series and NAMUR recommendation EMC (NE 21)

Endress+Hauser

13FieldPort SWA50

Mechanical construction"Remote mounting" version
1

1

Ø 39.9 (1.57)

2

35.1 (1.38)

Ø 41.9 (1.65)

Design, dimensions

79.5 (3.13)

SW 36(36 AF)

SW 27(27 AF)114.6 (4.51)

A0040484 13
1
2

Dimensions of "remote mounting" version in mm (in)M20 cable glandTransmission window"Direct mounting" version
3Ø 39.9 (1.57)

2

33.6 (1.32)

Ø 41.9 (1.65)

179.5 (3.13)

SW 36(36 AF)132.1 (5.20)

SW 24(24 AF)Ø 15 (0.59)

113.1 (4.45)

A0040483

 14
1
2
3

14

Dimensions of "direct mounting with M20" version in mm (in)Connection adapter with M20 thread
Transmission window
M20 cable gland

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

3

Ø 39 (1.54)

2

33.6 (1.32)

Ø 42 (1.65)

179.5 (3.13)
113.1 (4.45)

SW 36(36 AF)

SW 24(24 AF)146 (5.75)

A0043218

 15
1
2
3

Dimensions of "direct mounting with NPT" version in mm (in)Connection adapter with 1/2 NPT thread
Transmission window
M20 cable gland

WeightMax. 500 g

Materials

Housing
Stainless steel 1.4404 (316L)
Cable glands
Plastic or brass, depending on the version. See ordering information.
Connection adapter• M20 thread: stainless steel. 1.4404 (316L)• NPT 1/2" thread: stainless steel. 1.4404 (316L)
Seals• Design ring (housing – cover seal): PC• O-ring: EPDM
• Transmission window seal: silicone

Operability
Operating concept

You have the following options to operate the FieldPort SWA50:• Via the Endress+Hauser SmartBlue app for mobile devices• Via an Endress+Hauser Field Xpert SMTxx tablet PC• Via the Endress+Hauser FieldCare SFE500 field device configuration tool

Local operation

You can enable and disable the following functions via DIP switches.
• Bluetooth communication• Firmware update• Configuration via Bluetooth
The DIP switches are located on the electronic insert.

Endress+Hauser

15

FieldPort SWA50

Certificates and approvals
Current certificates and approvals for the product are available at www.endress.com on the relevant
product page:1.

Select the product using the filters and search field.

2.

Open the product page.

3.

Select Downloads.

Accessories
Various accessories are available for the device, and can be ordered with the device or at a later stage
from Endress+Hauser. Detailed information on the specific order code is available from your local
Endress+Hauser sales organization or on the product page of the Endress+Hauser website:www.endress.com.
Device-specific accessories

Mounting bracket
Order number
71520242
Material
Stainless steel 1.4404 (316L)
1 2

3

4

A0043312

 16
1
2
3
4

FieldPort SWA50 mounted via optional mounting bracket

Hexagonal-headed bolt for securing and grounding
Support bracket
Mounting bracket
Round bracket

Mounting and alignment options
The mounting bracket can be mounted as follows:• On pipes with a maximum diameter of 65 mm• On walls
The FieldPort can be aligned as follows using the support bracket:• Via the various mounting positions on the mounting bracket• By rotating the support bracket

16

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

1

2

A0043411

 17
1
2

Alignment options via support bracket

Various mounting positions on support bracket
By rotating the support bracket

Dimensions
165 (6.50)
87 (3.43)

Ø 65(Ø 2.56)

52 (2.05)

81 (3.19)

A0043313 18

Endress+Hauser

Dimensions of mounting bracket – pipe mounting

17

40(1.75)

18 (0.71)

28 (1.10)

FieldPort SWA50

4.75 (0.19)
18 (0.71)

33(1.30)

78 (3.07)

103 (4.06)
A0043410

 19

Dimensions of retaining bracket – wall mounting

Supplementary documentation
Standard documentation
SWA50

Operating Instructions• Bluetooth: BA01987S• WirelessHART: BA02046S
Brief Operating Instructions• Bluetooth: KA01707S• WirelessHART: KA01436S
Security Manual
SD02984S
www.endress.com/SWA50

Supplementary devicedependent documentationfor SWA50

All explosion-protection data are provided in separate Ex documentation. The relevant Ex
documentation is delivered with the Ex devices as standard. You can also find the Ex documentation
via the Product Configurator →  16.

Standard documentation for
SGC200Technical Information
TI01468S
Operating Instructions
BA02058S

Standard documentation for
SGC500Technical Information
TI01525S
Operating Instructions
BA02035S

Standard documentation for
SMT50

Technical Information
TI01555S
Operating Instructions
BA02053S

Standard documentation for
SMT70

Technical Information
TI01342S
Operating Instructions
BA01709S

18

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

Standard documentation for
SMT77

Technical Information
TI01418S
Operating Instructions
BA01923S

Standard documentation for
SWA70

Technical Information
TI00026S
Operating Instructions
BA00061S

Standard documentation for
SWG50

Technical Information
TI01677S
Operating Instructions
BA02235S

Radio approvals
EuropeThis device meets the requirements of the Radio Equipment Directive RED 2014/53/EU. The
applicable standards are listed in the EU declaration of conformity.

Canada and United States

FCC ID: LCGSWA50
IC: 2519A-SWA50
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS
standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:• this device may not cause harmful interference, and• this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
Changes or modifications made to this equipment not expressly approved byEndress+Hauser SE+Co. KG may void the FCC authorization to operate this equipment.
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct theinterference by one or more of the following measures:• reorient or relocate the receiving antenna• increase the separation between the equipment and receiver• connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver isconnected• consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help with radiofrequency radiation
exposure information.
This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolledenvironment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm(7.87 in) between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna ortransmitter.
Changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Endress+Hauser
may void the FCC authorization to operate this device. This device must be installed to ensure aminimum antenna separation distance of 20 cm from all persons.
FrançaisEndress+Hauser

19FieldPort SWA50

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :• L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et• L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage
est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvée parEndress+Hauser SE+Co. KG peut annuler l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil.
Déclaration d'exposition aux radiations
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour unenvironnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm(7.87 in) de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Ce transmetteur ne doit pas être placé au même endroit ou utilisé simultanément avec un autre
transmetteur ou antenne.
BrasilStandard ANATEL mit Nr 00291-22-07318
Resolução 680 – ATO 14448
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da
ANATEL – www.gov.br/anatel.
CISPR22
Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências
eletro-magnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas
interferências.

A0039064

MéxicoIFETELLa operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:• (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y• (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar
su operación no deseada.

UAE

TRA REGISTERED No.: ER97368/21

Qatar

Type Approval Reference: CRA/SM/2024/S-0016031

Japan

電気通信事業法Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance.
This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法) and the Japanese
Telecommunications Business Law (電気通信事業法).
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

Thailandเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลองตามขอกำหนดของ กสทช.
(This telecommunication equipment is in compliance with NBTC requirements.)

20

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

A0046301(This radio communication equipment is exempted from requiring a license, user license, or radio
communication station license as per NBTC notification regarding radio communication equipment
and radio communication station has been exempted from requiring a license according to radio
communication act B.E.2498.)
Indonesia

Cert. ID: 78107/SDPPI/2021
PLG ID: 4962

A0047307

Singapore

Complies with
IDMA Standards
DA108204
A0042672

South Korea방송통신기자재등의 적합등록 필증(Registration of Broadcasting and Communication Equipments)기자재명칭 (제품명칭) : 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)(Equipment code: LARN8 Registration No.: R-R-EH7-SWA50)해당 기자재는「전파법」제58조의2 제3항에 따라 등록되었습니다.
(It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio
Waves Act.)

Other radio approvals

All available radio approvals can be found on the product page of the FieldPort SWA50 or in theEndress+Hauser downloads area.
Certificates and approvals: →  16

Endress+Hauser21

*71656903*
71656903

www.addresses.endress.com