非接触サーモメーター

温度測定器『ノンタッチ チェッカーズ』

取扱説明書

１．特徴

L-NTC 2020.10 Ver.2.02

５．測定方法・壁にかける非接触タイプなので、衛生的で安全に測定できます。
・フロアの入口に１台設置するだけでＯＫです。コストも安く抑えられます。
・測定は約0.5秒で終了します。人数が多くてもスムーズに測定が可能です。
・温度が高い場合は、警告灯とアラートでお知らせします。
【構成品】温度測定器本体、USB 電源アダプタ、両面粘着テープ、取り付けネジ

２．各部の名称① 上部の電源スイッチを「オン」にします。
② 本製品のセンサー前に、手のひらを 5～10ｃｍの距離に近づけ、0.5 秒間待ちます。
③ デジタル表示で温度が表示されます。
・37.2℃以下※の場合、緑色ランプが点灯し、「ピィ」と音が出ます。
・37.3℃以上※の場合、赤色ランプが点灯し、「ピィピィピィピィ」と音が出ます。
※工場出荷時の値です。警告温度値を変更する場合、「９．温度設定ソフトから警告温度を設定する」を参照してください。

６．摂氏の華氏の切替え（通常は操作しないでください）
背面の「モード切り替え穴」を押すと、摂氏と華氏を切り替えることができます。出荷時は摂氏です。
直径３ｍｍ程度の細長い棒で、穴の奥にあるボタンを押して、温度表示を切り替えます。
表示は、摂氏温度の表示です。

表示は、華氏温度の表示です。

７．仕様
本書に記載されている仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

【メモ】USB 電源アダプタを、コンセントに接続した状態で(充電しながら)使用できます。

３．デジタル表示の説明【待機状態】【電源不足】【正常温度】

デジタル表示の下部の赤い点が１つずつ デジタル表示の中央の水平バーが３箇所同 37.2℃以下※の場合、緑色ランプが点灯順番に点灯します。
時に点灯/点滅します。充電してください。 し、「ピィ」と音が出ます。

センサーサイズ
測定方式
画面
測定距離
測定時間
測定温度範囲動作温度範囲温度判定
異常時の動作

1/3 インチ
赤外線非接触方式
デジタル表示5cm～10cm
0.5 秒
33.0℃～42.0℃
10℃～42.0℃ (推奨 15℃～35℃)
37.3℃以上で警告 (工場出荷時)
専用ソフトウェアにて変更(37.0℃～38.0℃)可能「ピィピィピィピィ」と警告音が鳴る
ランプが赤色で点滅する

精度
設置方法

±0.2℃ (使用前に推奨動作温度範囲環境に 30 分間置くこと)
取付け穴による吊下げ、両面接着テープによる貼付け、三脚取付け

充電方法
入力電圧
重量
寸法

USB 電源アダプタによる
DC5V (micro USB 端子)
310g (電池を含む)
170mm×115mm×140mm

８．注意事項【警告温度】【Ｌｏ:低温】【Ｈｉ:高温】

37.3℃以上※の場合、赤色ランプが点灯 測定温度が低いため、測定できなかった 測定温度が高いため、測定できなかった
し、「ピィピィピィピィ」と音が出ます。 ことを示します。
ことを示します。
※工場出荷時の値です。警告温度値を変更する場合、「９．温度設定ソフトから警告温度を設定する」を参照してください。
【メモ】温度測定器内部の充電池が完全になくなると消灯します。充電をしてください。

４．設置方法付属の取り付けネジを使用

本製品を使用する前に、次の注意事項をよくお読みください。
次の場所に設置しないでください。
湿度の高い場所、火気のそば、直射日光、高温の場所、油飛びや湯気が当たる場所、不安定な場所、振動が激しい場所、強い磁界を発生する場所、動作温度範囲以外の温度環境、近くに家電機器(AV 機器/調理機器/空調機器等)がある場所、また、近くに熱源がある場所に設置すると、誤って測定する原因となります。
電源は、付属の電源アダプタを使用してください。火災・感電・故障の原因となります。
電源アダプタは、AC100V 家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。
機器内部の電池は、指定のリチウムイオン電池を使用してください。
本製品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
本製品に水が入ったり、濡らさぬようにしてください。火災・感電の原因となります。
本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐに電源を切り、煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店か弊社に修理をご依頼ください。
電源アダプタのプラグ部は、定期的に(半年に 1 回程度)に乾いた布で、ほこりを取り除いてください。
本製品内のリチウムイオン電池を破棄する場合、自治体の規則に従ってください。
・正しい温度が表示されない(低すぎる)、または測定されない場合は、電源スイッチを切ってください。
数分間待ってから、電源スイッチを入れ直してください。
・本製品は表面温度を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。人体の正確な体温を測る場合、体温計で測定してください。
・本製品は精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

吊下げ穴に引っ掛けて、壁面に取り付け 下面の三脚取付け穴(1/4 インチ)に、三脚 付属の両面粘着テープを貼って、取り付られます。

が取り付けられます。

けられます。

【お問合せ先】本製品についてのお問い合わせは、販売店もしくは弊社までお願いいたします。
株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス 受付時間：９：３０～１８：００ （土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）〒４６０－０００２ 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２０－１ レッツ丸の内本社２号館ビル
ＴＥＬ：０５２－２０９－７８６０
ＦＡＸ：０５２－２０１－５０５０
ＵＲＬ：http://www.lets-co.jp/lets/【裏面に続く】非接触サーモメーター

温度測定器『ノンタッチ チェッカーズ』

９．温度設定ソフトから警告温度を変更する
温度設定ソフトをパソコンにインスト―ルして、温度測定器とパソコンを USB 接続することで、温度設定ソフトから温度測定器の警告温度の値を変更することができます。

取扱説明書

6. [Next]をクリックします。
インストールを開始します。(ユーザーアカウント制御画面が表示された場合、[はい]をクリックします。)

L-NTC 2020.10 Ver.2.02
3. 温度設定ソフト「TESTCY-E」が起動します。
起動後、[Connect]をクリックします。

6. 温度の設定確認後、[Disconnect]をクリックします。

接続できない場合、COM 番号を変更又はソフトを再起動してください【ご注意】パソコンの種類や設定により、温度設定ソフトが使用できない場合があります。ご了承ください。

９－１．温度設定ソフトをインストールする温度設定ソフトを、パソコンにインストールします。
本ソフトは、Microsoft Windows10 のみ使用できます。
1. 「ノンタッチ チェッカーズ」温度設定ソフトを、以下の場所からダウンロードします。
http://www.lets-co.jp/lets/downl/nontouch_on
dosetteisoft.zip

7. インストールが完了しました。
[Close]をクリックします。

4. 「success」と表示されれば、温度測定器とパソコンが接続されています。

7. 「fail」と表示されたら、パソコンの USB 端子から、USB ケーブルを取り外します。

2. ダウンロードしたソフトウェアを、解凍します。
3. ファイル内の「setup.exe」をクリックします。

8. 以降、手順５で設定した温度以上を検知すると、警告(アラーム)を出します。
8. デスクトップ上に、[TESTCY.exe]のショートカットアイコンが作成されます。
4. セットアップ画面が表示されます。
[Next]をクリックします。

１０．製品保証書
5. 画面右下側のドロップダウンリストから、警告を出す温度を設定します。(37.0℃～38.0℃)
また、測定温度の確認、単位の変更、測定モードの切替え、及び測定データの保存が可能です。

９－２．温度設定ソフトの操作
温度設定ソフトから警告する温度を設定します。
1. 温度測定器に付属の USB ケーブルを接続して、インストールしたパソコンの USB 端子に接続します。
その後、温度測定器の電源を入れます。

❶❸❷

電源を入れる❹❺5. 必要に応じて、インストール先を指定します。
指定後、[Next]をクリックします。

警告温度を設定❻❶ 最新の温度測定値が表示されます❷ 測定日付の表示(パソコンの時間に連動します)、また、表内に測定番号、測定時の時間、測定温度、周囲温度が表示されます

2. [TESTCY.exe]のショートカットアイコンを、ダブルクリックします。

❸ 「CelsiusC」摂氏温度、「FahrenheitF」華氏温度を切り替えます❹ 測定モードを切り替えます。「Surface Mode」物体温度測定、「Body Mode」人体温度測定、「Count Mode」カウント計測❺ クリックすると、測定結果(❷)データを保存します❻ 警告を出す温度を設定(37.0℃～38.0℃)します
本紙の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。