製品仕様

２線電磁流量計（水中型含む）

ＦＺ０１－１７０Ａ１
型式１／３ＴＡＶ□□□Ｖ－３０

信頼 創造 奉仕

１．仕様
１－１ 計測部■口径と最大流量□２０：０．６㎥／ｈ～ １１㎥／ｈ□１００： １５㎥／ｈ～ ２８０㎥／ｈ□２５：０．９㎥／ｈ～ １７㎥／ｈ□１２５： ２３㎥／ｈ～ ４４０㎥／ｈ□３２(30)：１．３㎥／ｈ～ ２５㎥／ｈ□１５０： ３２㎥／ｈ～ ６３０㎥／ｈ□４０：２．３㎥／ｈ～ ４５㎥／ｈ□２００： ５７㎥／ｈ～１１３０㎥／ｈ□５０：３．６㎥／ｈ～ ７０㎥／ｈ□２５０： ９０㎥／ｈ～１７７０㎥／ｈ□６５：６．０㎥／ｈ～１２０㎥／ｈ□３００：１２７㎥／ｈ～２５４０㎥／ｈ□８０(75)：８．０㎥／ｈ～１５０㎥／ｈ
注．上位２桁の設定のみ（ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾝ )（例０．６は０６×１０－１となります）
上記の範囲内で最大流量を選定して下さい◆

最大流量（数値）

■表示単位
□㎥／ｈ

□Ｌ／min（φ20～φ125）□㎥／min（φ150～φ300）

測定範囲
流速約±０.５～１０ｍ／ｓ
最小導電率
２ｍＳ／ｍ(２０μＳ／ｃｍ)
励磁方式
矩形波定磁界励磁方式
構造
溶接による密閉構造(窒素ガス封入)■防水性□Ｉ：防浸型（JIS C 0920） IP67(IEC529)□Ｋ：防浸型＋防食塗装（計測部：エポキシ樹脂系塗装）□Ｊ：水中型（JIS C 0920） IP68(IEC529)水深2m連続使用
材質■電極□ＳＵＳ３１６Ｌ，その他＊(□チタン □ハステロイＣ □モネル)＊その他の材質は、フッ素樹脂系PFAﾗｲﾆﾝｸﾞ選択時に可能です。
計測管
ＳＵＳ３０４外函ＳＵＳ３０４■ライニング□UEF:エポキシ樹脂(２０～２００mm:ｳｴﾊﾀｲﾌﾟ)＊□UT:フッ素樹脂系ＰＦＡ(２０～２００mm:ｳｴﾊﾀｲﾌﾟ)□UN:クロロプレンゴム(５０～３００mm:ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ)＊水中型には、フッ素樹脂系ＰＦＡライニングがありません。
■アースリング □標準ＳＵＳ３０４ □ＳＵＳ３１６
その他(□チタン □ハステロイＣ □モネル)(エポキシライニングは、ＳＵＳ３０４アースリング電極内蔵)■フランジ□標準ＳＵＳ３０４ □ＳＵＳ３１６ □なし（挟み込み）■配管方式□ウエハタイプ

フランジ部品による挟み込み接続□ＷＶ：日本水道協会規格(ＪＷＷＡ)□ＡＶ：ＪＩＳ１０ｋ □ＢＶ：ＪＩＳ２０ｋ□フランジタイプ □ＷＶ：日本水道協会規格(ＪＷＷＡ)□ＡＶ：ＪＩＳ１０ｋ □ＢＶ：ＪＩＳ２０ｋ
１－２ 変換部■出力信号□Ｘ：４～２０ｍＡＤＣ(流量比例信号)・・・・・・・・・・・・・２線式□Ｙ：４／１０ｍＡＤＣ(電流パルス出力)・・・・・・・・・・・・２線式□Ｚ：４～２０ｍＡＤＣ(流量比例信号)＋オープンコレクター(単位パルス出力)・・４線式□Ｒ：４／１０ｍＡＤＣ(電流パルス出力)＋オープンコレクター(単位パルス出力)・・４線式■については選択項目で、◆については書込項目です。

製品

仕様

ＦＺ０１－１７０Ａ１

２線電磁流量計（水中型含む）

型式

２／３ＴＡＶ□□□Ｖ－３０

信頼 創造 奉仕

電源電圧±１８～４８Ｖ ＤＣ◆ 専用ケーブル長
標準：１０ｍ、最大：２線の場合１００ｍ４線の場合 ５０ｍ（ｍ）

最大負荷抵抗４～２０ｍＡＤＣアナログ出力の場合
０(１８Ｖ)～１５００(４８Ｖ)Ω
４／１０ｍＡＤＣ単位パルス(オープンコレクター)出力の場合
０(１８Ｖ)～３０００(４８Ｖ)Ω
最大負荷電流単位パルス(オープンコレクター)出力の場合
コレクタ容量 ４８ＶＤＣ１０ｍＡ以下
流量範囲
アナログ出力の場合
４ｍＡの点を流速－１０～＋１０ｍ／ｓに相当する任意流量に設定可能
２０ｍＡの点を流速－１０～＋１０ｍ／ｓに相当する任意流量に設定可能(注)但し、４ｍＡの点の流速と２０ｍＡの点の流速の差を１ｍ／ｓ以上とします。
パルス出力の場合
流量範囲は、流速０～＋１０ｍ／ｓまたは０～－１０ｍ／ｓに相当する流量になります。
■単位パルス□なし□あり （下表：あり時のパルスレート）
口径(ｍｍ)

単位パルスのレート(Ｌ／ｐ)
ＡＢ

Ｃ

Ｄ

２０～２５

□

０.１

□

１

□

１０

□

１００

３２～８０

□

１

□

１０

□

１００

□

１０００

１００～２５０

□

１０

□

１００

□

１０００

□

１００００

３００□

１００

□

１０００□

１００００□

１０００００

ＯＮ時間(ｍｓ)

６．２５

５０

１２５

１２５

応答速度
１，２，４，８，１６，３２，６４秒から選択(工場出荷時は４秒)
電源の極性によりモード１，モード２各々の流量範囲、単位パルスレート、応答速度を設定できます。
＊1現地表示瞬間流量表示液晶４.５桁、正負記号、小数点付きの数値表示を行います。表示単位によりメイン、サブ、スパン比の３種があります。単位はメインでｍ ３／ｈまたはＬ／ｍｉｎ(口径１２５ｍｍ以下)またはｍ３／ｍｉｎ(口径１５０ｍｍ以上)、サブでＬ／ｓ、スパン比で％です。UPまたはSHIFTキーを押すか、リード・スイッチにマグネットを近づけることで選択します。３分間以上の同一の表示で放置すると、その瞬間流量表示が「表示頭だし」や電源ＯＮ時の表示となります。「表示頭だし」はUPキーとSHIFTキーを同時に押して行います。
モード表示
電源の極性によりモード１あるいはモード２のどちらかが選択されているのかを表示。
■については選択項目で、◆については書込項目です。

製品

仕様

２線電磁流量計（水中型含む）

ＦＺ０１－１７０Ａ１
型式３／３ＴＡＶ□□□Ｖ－３０

信頼 創造 奉仕

＊2現地設定流量出力／流量範囲／流れ方向／パルスの重み／ゼロカット値／ゼロ調整値／ダンピング／異常時の出力を４個の押しボタンを用いて設定可能。
チェック
チェック用端子付。専用チェッカーを用いて現地にてチェック可能です。
＊1：水中型は、現地表示ありません。
＊2：水中型において、現地設定は当社サービスマンにより可能です。
消費電力
自己消費電力：７２ｍＷ
最大駆動電力：９６０ｍＷ接続
電線管接続口Ｃ３１薄鋼電線管ネジ(オネジ)
接続ケーブルＣＶＶＳＢ ２.０ｓｑ×２(２線式)
ＣＶＶＳＢ１.２５ｓｑ×４(４線式)
外函材質
アルミダイキャスト(防浸型の場合)
ステンレス鋳物（水中型の場合）
塗装
メラミン樹脂焼き付け塗装（アルミダイキャスト）
耐防食塗装（ポリアミドアミン硬化型エポキシ樹脂系塗料二回塗り）※防水性の項で防食塗装を選択し、かつウエハタイプのチタン電極の口径20～200mmの場合のみです。(フランジタイプは不可)
1－３ 性能精度
アナログ出力の場合±０.５％ＲＳ(２０～１００％スパン)±０.１％ＦＳ(０～２０％スパン)
パルス出力の場合±０.５％ ＲＳ(流速０.２～１０ｍ／ｓ)±０.０１％ＦＳ(流速０～０.２ｍ／ｓ)
正常動作条件
流体温度範囲フッ素樹脂ＰＦＡライニング・・・・・・・・・・・・－１０～＋１２０℃
クロロプレンゴムライニング・・・・・・・・・・・・－１０～ ＋６０℃
エポキシ樹脂ライニング・・・・・・・・・・・・・・－１０～ ＋５０℃
周囲温度
－１０～＋５０℃（水中型の水没時０～＋３０℃）
液体圧力
２ＭＰａ(２０kgf/cm2) ｍａｘ
２．取扱上の注意
２－１ 設置環境(１) 電磁ノイズの多い場所、腐食性の雰囲気はさけること（２）防浸型では、水没の恐れのある場所はさけること（３）直射日光に当たる場所で使用する際は、付属品の保護カバーを必ず取付てください
２－２ 配管条件(１) 常に満流であること(２) 固形物が沈殿しないこと(３) エアーを吸い込まないこと(４) 上流直管部 ５Ｄ以上、下流直管部 ２Ｄ以上必要(Ｄ：口径)