米国 ウェルチ・アレン社

スポットビジョンスクリーナー

AU-VS100S-J
スポットビジョンスクリーナー（キャリーケース付）

・本体・AC 電源コード
・リストストラップ・キャリーケース

■ 測定値

［別売品］
AU-106145

VS ネックストラップ

AU-106146

VS リストストラップ
SVSプリンターセット

AU-SVS-PS■ 製品仕様
入入入力電力 周 波
力
電

圧
数
流

90〜264VAC（公称 100〜240VAC）
47〜63Hz
100VAC、
1.1A

平

均率

0〜50W で 81〜87%、51〜250W で 87% 以上

効外形
寸法
重量
ワイヤレスネットワーク
動
作
温度
動
作
湿度
保管温度/輸送温度
保管湿度/輸送湿度
保管気圧/輸送気圧

171
（Ｗ）
ｘ 216
（D）
ｘ 121
（H）
ｍｍ
約 1,157g
802.11 b/g/n
10 °C 〜 40 °C30% 〜 95%（非結露）0°
C 〜 50 °C0% 〜 95%（非結露）800 hPa 〜 1060 hPa

等価球面度数

範囲 : −7.50D 〜 +7.50D（0.25D 単位）
精度 : −3.50D 〜 +3.50D, ±0.50D−7.50D 〜 < −3.50D, ±1.00D> +3.50D 〜 +7.50D, ±1.00D円

範囲 : 0.00D 〜 −3.00D（0.25D 単位）
精度 : 0.00D 〜 −1.50D, ±0.50D> −1.50D 〜 −3.00D, ±1.00D

柱度数

円 柱 軸 角 度

範囲 : 1°〜 180°
（1°単位）
精度 : ±5°（円柱度数 > 0.5D）

瞳

範囲 : 0.5 〜 19 歳：4.0 mm 〜 9.0 mm（0.1 mm 単位）
20 〜 100 歳：3.0 mm 〜 9.0 mm（0.1 mm 単位）
精度 : ±0.4 mm

孔径

瞳 孔 間 距 離

範囲 : 35 mm 〜 80 mm（1 mm 単位）
精度 : ±1.5 mm

眼位

測

定

範囲 : 0°〜 20°（鼻側、耳側、下側、上側から 1°単位）
精度 : 0°〜 5°（±1°）> 5°〜 20°
（±2°）

測定

時

間1秒

測定

距

離

1 m ±5 cm

固視

目

標

ランダムな視覚的パターンと可聴音

測定

原理

Optical reﬂex（対光反射）＜ プリントアウト例 >1234567

患者の基本データ

患者の写真
サンプル
サンプル

SVS の測定データ画面

疾患の可能性※基準値から外れると赤文字で表示されます。

右目、左目の状態

両目の状態（近視・遠視・乱視・斜視）（瞳孔不同・不同視・非対称な眼位）

A4サイズ

日本販売代理店：
特約店本社 ：〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29
TEL.（06）4794-8220（代）FAX.（06）4794-8222
東京営業所 ：〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル
TEL.（03）5816-1480（代）FAX.（03）5816-1483
名古屋営業所 ：〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社1-1204 ロール社東TEL.（052）760-3955（代）FAX.（052）760-3956
福岡営業所 ：〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル
TEL.（092）437-5180（代）FAX.（092）437-5181●本カタログに掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

CAT. No WE-7 改42021.11

届出番号：13B2X00086000038

スポット ビジョンスクリーナーは乳幼児から大人までの病院、クリニックなどで視機能上の問題を迅速、かつ的確に検知することを目的として開発された、持ち運びやすい携帯型レフラクトメータです。

・スポット ビジョンスクリーナーは AAPOS（米国小児眼科学会）の弱視危険因子のスクリーニングガイドラインに準拠しています。
測定距離
約 1m

・誰にでも簡単に操作できるよう設計されており、数回のトレーニングでスクリーニングを実施できます。
（1）

弱視は子供にとって最も頻度の高い問題の一つです。

日本では3歳児健診で、問診やランドルト環などによる目の弱視を検知しそびれて、適切な治療を早期に開始しなけスクリーニングが実施されておりますが、その方法は自治体れば、恒久的な視覚障害になる可能性もあり、そのことにによってさまざまであるのが現状です。

より知的成長の障害や学力の発達のさまたげになることも・小さなお子さんにもスクリーニングしやすいよう、スクリーニング中に興味を惹きつける光と音が発せられます。
・Wi-Fi 接続で印刷やデータの転送が可能です。

（2）
あります。

※測定イメージ

幼い子供の患者さんや協力的でない患者さんへの目のスクリー
ニングは時間がかかり、視力検査は手間がかかるため、弱視が見逃されることもあります。
AAP（米国小児科学会、American Academy of Pediatrics）では、3歳から5歳児のお子さんには通常の視力検査に加えて、機器を使用しての弱視スクリーニングが有用としています。さらにAAPは6か月から3歳児のお子さんや、通常の視力検査では協力的でない5歳以降のお子さんにも、機器でのスクリーニングが有効なこともある、としています。

AU-VS100S-J
スポットビジョンスクリーナー（キャリーケース付）

等価球面度数（SE）

環境光センサー円柱度数（DC）
球面度数（DS） 円柱軸（Axis）

瞳孔間距離

眼位度数
垂直水平

瞳孔径

右眼（OD）

左眼（OS）

HOMEボタン（HOME 画面へ戻る）

多彩なスクリーニング症例
●

近視

●

遠視

●

乱視

●

不同視

●

斜視

●

瞳孔不同

簡単で使いやすい操作性

客観的で分かりやすい検査結果●

コンパクトで持ち運びやすいサイズです●

ボタンひとつで客観的な検査結果●

1 秒で両眼のスクリーニングが可能です●

97% のスクリーニング成功率●●

簡単な操作性、数回のトレーニングでどなたでもお使いいただけます
非侵襲的スクリーニングで患者さんからの協力も最小限です●

ワイヤレスで結果を印刷できます●

Wi-Fi 接続が可能です●●

結果の表示は分かりやすく、精密検査が必要なケースもすぐ判別できます
信頼性が高く、自動化された結果解析機能により、的確にスクリーニングできます（1）Centers for Disease Control and Prevention: Improving the Nations Vision Health: A Comprehensive Public Health Approach.

http://www.cdc.gov/visionhealth/pdf/improving_nations_vision_health.pdf
Children s Vision Care in the 21st Century and Its Impact on Education, Literacy, Social Issues and the Workplace:A Call to Action, Sept. 2008.

（2）Zaba, Joel N., M.A., O.D.,

USB ポート

電源ボタン
AC 電源コード差込口
LED インジケーター