BA02046S/33/JA/04.24-00
71662154
2024-03-01

Products

Solutions

取扱説明書
FieldPort SWA50
HART 計測機器用高性能 WirelessHART アダプタ

Services

改訂履歴FieldPort SWA50

改訂履歴

2

製品バージ 取扱説明書
ョン

変更

コメント

1.00.XX

BA02046S/04/EN/01.20–

初期バージョン

1.00.XX

BA02046S/04/EN/02.21

電源電圧
バースト

修正

1.00.XX

BA02046S/04/EN/03.21

位置合せ
範囲
ステータス信号に関する注意事項
注記および参照情報「診断」セクション

修正および変更

1.01.XX

BA02046S/04/EN/04.24

以下のセクション：
以下に基づく追加および変更• 範囲• 新規 SWA50 ファームウェ
• 操作オプション
ア（MSD など）
• 設定
• MSD から DTM への Field• SWA50 用の SmartBlue アプリの説明
Xpert 操作の変更• SWA50 用の DTM の説明• ファームウェアの更新• 診断• メニュー概要

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

目次

目次
1

本説明書について . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56電気接続 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.1
1.2

本説明書の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.1 安全シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 特定情報に関するシンボル . . . . . . . . 5
1.2.3 図中のシンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.4 電気シンボル . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.5 SmartBlue アプリのアイコン . . . . . . . 6
用語および略語 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
有効バージョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
登録商標 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.1
6.2
6.3
6.4

6.9

電源電圧 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ケーブル仕様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
端子の割当て . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
シールドケーブル用ケーブルグランドを使用する場合のストリッピング . . . . . . . . . . . . 29
パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィー
ルド機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィー
ルド機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィ
ールド機器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）（リピーター） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
配線状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7

操作オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

操作オプションの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . .
SmartBlue アプリ経由の操作 . . . . . . . . . . . .
Field Xpert による操作 . . . . . . . . . . . . . . . . .
FieldCare による操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Field Xpert または FieldCare による現場操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3
1.4
1.5
1.6

2

安全上の基本注意事項 . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

作業員の要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
労働安全 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
操作上の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
製品の安全性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
機器固有の IT セキュリティ . . . . . . . . . . . . . . 9
2.7.1 Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.5
6.6
6.7
6.8

33
33
33
33
33

3

製品説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.1
3.2

機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FieldPort SWA50 WirelessHART バージョンのシステム構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

8.1
8.2

4

受入検査および製品識別表示 . . . . . . . 12

4.1
4.2
4.3

受入検査 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
製品識別表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2.1 銘板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.2.2 製造者データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12保管および輸送 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

操作オプションの概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
要件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2.1 FieldPort SWA50 の要件 . . . . . . . . . 35
8.2.2 設定に必要な情報 . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2.3 設定前の確認事項 . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2.4 初期パスワード . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FieldPort SWA50 の操作 . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.3.1 SmartBlue アプリを使用した設定 . . 36
8.3.2 Field Xpert を使用した設定 . . . . . . . 39
8.3.3 FieldCare を使用した設定 . . . . . . . . 425

取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5.1
5.2
5.3

取付方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
通信範囲 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
取付オプション . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.3.1 「直接取付け」バージョン . . . . . . . . 14
5.3.2 「分離型取付け」バージョン . . . . . . 15
「直接取付け」バージョンの取付け . . . . . . . 15
「分離型取付け」バージョンの取付け . . . . . . 20
取付ブラケットを使用した FieldPort
SWA50 の取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.6.1 取付けおよび位置合せのオプシ
ョン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.6.2 寸法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.6.3 取付金具と FieldPort SWA50 の取付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
設置状況の確認 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5.4
5.5
5.6

5.7

Endress+Hauser

8.3

9操作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

9.1
9.2

ハードウェアのロック . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

10

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

10.1 メニュー概要（ナビゲーション） . . . . . . . .
10.2 「Device information」ページ . . . . . . . . . . . .
10.3 「Diagnostics：WirelessHART」ページ . . . . .
10.4 「Diagnostics：FieldPort SWA50」ページ . . .
10.5 「Diagnostics：Field device」ページ . . . . . . .
10.6 「Application：FieldPort SWA50」ページ . . .
10.6.1 「Measured values」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6.2 「HART info」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44
44
47
47
48
50
50
50
3

目次

FieldPort SWA50

10.7 「Application：Field device」ページ . . . . . . . 51
10.7.1 「Measured values」ページ（Field
device） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.7.2 「HART info」ページ（Field device） 51
10.8 「System：FieldPort SWA50」ページ . . . . . . 52
10.8.1 「Device management」ページ（FieldPort SWA50） . . . . . . . . . . . . 52
10.8.2 「Connectivity」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
10.8.3 「Burst period configuration」ページ（FieldPort SWA50） . . . . . . . . . . . . 54
10.8.4 「Geolocation」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
10.8.5 「Information」ページ（FieldPort
SWA50） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
10.9 「System：Field device」ページ . . . . . . . . . . 56
10.9.1 「Device management」ページ（Field
device） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
10.9.2 「Information」ページ（Field device） 56

11

SWA50 用の DTM の説明 . . . . . . . . . . . 57

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wireless Communication . . . . . . . . . . . . . . . 58
Wired Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Device Variable Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Burst Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Event Notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

12

診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

診断機能の呼び出し . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Wireless Communication . . . . . . . . . . . . . . . 75
Wired Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Health Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
12.5.1 NAMUR NE 107 . . . . . . . . . . . . . . . . 77
12.5.2 ASM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
12.5.3 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

13

その他の DTM 機能 . . . . . . . . . . . . . . . . 79

17

アクセサリ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

18

技術データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

19

付録 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

19.1 メニュー一覧（SmartBlue アプリのナビゲー
ション） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
19.1.1 FieldPort SWA50（WirelessHART バージョン） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

13.1 Lock / Unlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

14

診断およびトラブルシューティン
グ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

14.1 診断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
14.2 トラブルシューティング . . . . . . . . . . . . . . . 82

15

メンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

15.1 一般的なメンテナンス . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
15.2 ファームウェアアップデート . . . . . . . . . . . . 83

16

修理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

16.1 一般的注意事項 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
16.2 廃棄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

本説明書について

1

本説明書について

1.1

本説明書の目的

本取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、納品内容確認、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2

シンボル

1.2.1

安全シンボル!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡したり、大けがをしたりするほか、爆発・火災を引き起こす恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災の恐れがあります。
!"

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、けが、物的損害の恐れがあります。
!"

人身傷害につながらない、手順やその他の事象に関する情報を示すシンボルです。

1.2.2

特定情報に関するシンボル

シンボル

意味
許可
許可された手順、プロセス、動作
推奨
推奨の手順、プロセス、動作禁止
禁止された手順、プロセス、動作ヒント
追加情報を示します。
資料参照

A

ページ参照
図参照
注意すべき注記または個々のステップ

1. , 2. , 3. …

一連のステップ
操作・設定の結果問題が発生した場合のヘルプ
目視確認

Endress+Hauser5本説明書についてFieldPort SWA50

1.2.3

図中のシンボル

シンボル

意味

シンボル

意味

1, 2, 3,...

項目番号

1. , 2. , 3. …

一連のステップ

A, B, C, ...

図
危険場所

1.2.4

A-A, B-B, C-C, ...

.

断面図
安全場所（非危険場所）

電気シンボル

シンボル

意味
直流
交流
直流および交流
接地接続
オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
電位平衡接続（PE：保護接地）
その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。
接地端子は機器の内側と外側にあります。
• 内側の接地端子：電位平衡を電源ネットワークに接続します。
• 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.5

SmartBlue アプリのアイコン

アイコン

意味
SmartBlue
アクセス可能なフィールド機器
ホーム
メニュー
設定

6

1.3

用語および略語

用語説明

DeviceCare

Endress+Hauser HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Ethernet フィールド機器用の汎用設定ソフトウェア

DTM

デバイスタイプマネージャ

FieldCare

デバイスの設定からコンディションモニタリングまでカバーするプラントアセット
マネジメントツール

ループ電源式アダプ
タ

ループ電源式アダプタ

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

本説明書について

1.4

有効バージョン

コンポーネントバージョン

ソフトウェアV1.01.xx

ハードウェアV1.00.xx

1.5

関連資料

本製品に対する取扱説明書、合格証と認証などの最新資料は、www.endress.com の関連する製品ページから入手できます。
1.

フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。

2.

製品ページを開きます。

3. 「ダウンロード」を選択します。
防爆説明書
すべての防爆データは、防爆関連資料（別冊）に記載されています。防爆関連資料は、防爆機器に標準で付属します。
機器バージョンに対応する追加資料がある場合は、補足資料の資料番号が銘板に明記されています。

1.6

登録商標

HART®
FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録商標です。
Bluetooth®
Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser
は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。
Apple®
Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Android®
Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

Endress+Hauser

7安全上の基本注意事項

FieldPort SWA50

2

安全上の基本注意事項

2.1

作業員の要件設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。
‣ 訓練を受け、資格を有する専門作業員：特定の任務や作業を行うための適切な資格を有し、Endress+Hauser が提供する訓練を受ける必要があります。弊社サービス部
門の専門スタッフ。
‣ 施設責任者の許可を得ている作業員であること。
‣ 各地域/各国の法規を熟知していること。
‣ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
‣ 本書の説明に従い、基本的な方針に従うこと。
オペレータ要員は、以下の要件を満たす必要があります。

‣ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
‣ 本書の説明に従うこと。

2.2

用途

FieldPort SWA50 はループ電源式のアダプタであり、接続された HART フィールド機器の HART 信号を信頼性の高い暗号化された WirelessHART 信号に変換します。
FieldPort SWA50 は、すべての 2 線式/4 線式 HART フィールド機器への追加設置が可能です。
制御機能を使用する安全アプリケーションの場合、有線通信の代替として Bluetooth 信号を使用しないでください。
不適切な用途
指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。不適切な、あるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

2.3

労働安全

機器で作業する場合：‣ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

2.4

操作上の安全性

けがに注意！
‣ 適切な技術的条件下でエラーや不具合がない場合にのみ、機器を操作してください。
‣ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。
機器の改造
機器を無断で変更することは、予測不可能な危険を招く恐れがあり、認められません。
‣ 変更が必要な場合は、Endress+Hauser 営業所もしくは販売代理店にお問い合わせく
ださい。

2.5

製品の安全性

本機器は、最新の安全要件に適合するように GEP（Good Engineering Practice）に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

8

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

安全上の基本注意事項

本機器、一般的な安全要件および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU/EC 指令にも準拠します。Endress+Hauser は機器に CE マークを添付することにより、機器の適合性を保証します。

2.6

IT セキュリティ

当社が保証を提供するのは、取扱説明書の指示に従って機器を設置および使用した場合に限られます。本機器は、機器設定が意図せずに変更されることを防止するセキュリテ
ィ機構を備えています。
事業者が定める IT セキュリティ規格への適合、および機器と機器データの伝送に関する追加的な保護を目的とした IT セキュリティ対策については、事業者自身が実施する必要があります。
詳細については、セキュリティマニュアル（SD02984S）を参照してください（www.endress.com/SWA50）。

2.7

機器固有の IT セキュリティ

2.7.1

Bluetooth® ワイヤレス技術を利用したアクセス

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所（AISEC）
で試験された暗号化技術が使用されます。
• Bluetooth® 経由の接続を行うには、対応する Endress+Hauser 製機器またはSmartBlue アプリが必要となります。
• 1 台の FieldPort SWA50 機器と 1 台 のスマートフォン/タブレット端末間に、1 つのポイントツーポイント接続のみが確立されます。
• ハードウェアロックを使用することにより、Bluetooth® ワイヤレス技術インターフェ
イスの保護を強化できます。→  43
• 操作ツールを使用して、ハードウェアロックを無効化/回避することはできません。

Endress+Hauser

9

製品説明

FieldPort SWA50

3

製品説明

3.1

機能

FieldPort SWA50 は、接続された HART フィールド機器の HART 信号を信頼性が高く暗号化された Bluetooth® または WirelessHART 信号に変換します。FieldPort SWA50 は、すべての 2 線式/4 線式 HART フィールド機器への追加取付が可能です。
FieldPort SWA50 では、以下の操作ツールを使用できます。
• Endress+Hauser SmartBlue アプリ（モバイル機器用）• Endress+Hauser Field Xpert SMTxx タブレット PC• Endress+Hauser FieldCare SFE500 フィールド機器設定ツール
操作ツールに応じて、以下の機能を使用できます。
• FieldPort SWA50 の設定• 接続された HART フィールド機器の測定値の可視化• FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器の現在のステータスの可視化• 接続された HART フィールド機器の設定
FieldPort SWA50 と FieldEdge 機器を使用して、HART フィールド機器を
Netilion クラウドに接続できます。
Netilion クラウドの詳細情報：https://netilion.endress.com
WirelessHART バージョンの FieldPort SWA50 は、Endress+Hauser FieldGate SWG50 または互換性のある任意の WirelessHART ゲートウェイを使用して、WirelessHART ネッ
トワークに統合できます。詳細については、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合
わせください（www.addresses.endress.com）。
注記
機能安全を備えた制御アプリケーションにおける WirelessHART 信号の使用
安全アプリケーションの非推奨事項‣ 機能安全を備えた制御アプリケーションでは、WirelessHART などの無線信号を使用
しないでください。

10

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

製品説明

3.2

FieldPort SWA50 WirelessHART バージョンのシステ
ム構成
1

2

3

4

5 6

7

8

6

9

10

1

Netilion

WirelessHART

16

15

14

13

12

11
A0043239

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Endress+Hauser

SWA50 WirelessHART バージョンのシステム構成
Endress+Hauser Field Xpert（SMTxx など）
ホストアプリケーション/FieldCare SFE500
イーサネット通信
WirelessHART ゲートウェイ（FieldGate SWG50 など）
FieldEdge SGC500
https インターネット接続
Netilion クラウド
アプリケーションプログラミングインタフェース（API）
インターネットブラウザベースの Netilion サービスアプリまたはユーザーアプリケーション
Endress+HauserSmartBlue アプリ
Bluetooth® 経由の暗号化された無線接続
HART フィールド機器および FieldPort SWA50、直接取付け
HART フィールド機器および WirelessHART アダプタ（SWA70 など）
FieldPort SWA50（リピーター）
WirelessHART 経由の暗号化された無線接続
HART フィールド機器および FieldPort SWA50、分離型取付け

11

受入検査および製品識別表示

FieldPort SWA50

4

受入検査および製品識別表示

4.1

受入検査

• 輸送時の梱包の損傷がないかどうかを点検する• 梱包を丁寧に開封する• 各納入品目に損傷がないかどうかを点検する• すべての納入品目が揃っており、欠品がないことを確認する• すべての付属資料を保管する
納入品目の損傷が事前に確認された場合、機器を稼働しないでください。この場合、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください：
www.addresses.endress.com
可能な場合は納入時の梱包を使用して、機器を Endress+Hauser まで返却してくだ
さい。
納入範囲• FieldPort SWA50• ご注文のバージョンに対応したケーブルグランド• オプション：取付ブラケット
納入範囲に含まれる関連資料• 簡易取扱説明書• ご注文のバージョンが該当する場合：安全上の注意事項

4.2

製品識別表示4.2.1

銘板

機器の銘板はハウジングにレーザー刻印されています。
その他の機器情報については、以下から入手できます。
• 銘板に記載されたシリアル番号を デバイスビューワーに入力します（www.endress.com → 製品ツール → 機器固有情報を入手 → デバイスビューワー（シリアル番号から機器情報や関連資料にアクセスできます）→ オプションを選択 → シ
リアル番号を入力）：機器の関連情報がすべて表示されます。
• 銘板に記載されたシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力します：
機器の関連情報がすべて表示されます。

4.2.2

製造者データEndress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 179689 Maulburg
Germany
www.endress.com

4.3

保管および輸送• 機器は、保管および輸送時に衝撃から完全に保護されるように梱包されています。
• 許容保管温度は –40～+85 °C (–40～185 °F) です。
• 納入時の梱包材を使用して、機器を乾燥した場所に保管してください。
• 可能な場合は、必ず納入時の梱包材を使用して機器を輸送してください。

12

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

5

取付け

5.1

取付方法

• 位置合せと通信範囲に注意してください。→  13
• 壁面およびパイプから 6 cm 以上の間隔を確保してください。フレネルゾーンの広がりにご注意ください。
• 高電圧機器の近くに取り付けないでください。
• 良好な接続状態を確保するために、FieldPort SWA50 を WirelessHART ネットワーク
接続機器の視界内に取り付けてください。
• 取付位置での振動の影響に注意してください。
FieldPort SWA50 を降雨や直射日光から保護することをお勧めします。信号品質が低下するため、金属製のカバーは使用しないでください。
耐振動性の詳細については、FieldPort SWA50 の技術仕様書（TI01468S）を参照してください。

5.2

通信範囲

通信範囲は FieldPort SWA50 の位置合せ、取付位置、環境条件に応じて異なります。
WirelessHART ゲートウェイのアンテナは垂直に位置合せされるため、FieldPort
SWA50 の最適な取付方向も垂直となります。機器と異なる方向にアンテナを位置合せすると、アンテナ範囲が大幅に縮小してしまう可能性があります。

60°
40°
30°

120°
80°

100°

80°
30°
40°
30°

30°
80°
A0043409

2

伝送窓の位置による範囲の違い

Bluetooth
最大 30 m (98 ft)（障害物なし、FieldPort SWA50 が最適に位置合せされている場合）
WirelessHART• 最大 175 m (574 ft)（障害物なし、6 dBi アンテナ付き FieldGate SWG50 と FieldPort
SWA50 間、最適に位置合せされている場合）• 最大 75 m (246 ft)（障害物なし、2 dBi アンテナ付き FieldGate SWG50 と FieldPort
SWA50 間、最適に位置合せされている場合）• 最大 50 m (146 ft)（障害物なし、WirelessHART アダプタ SWA70 と FieldPort SWA50間、最適に位置合せされている場合）• 最大 25 m (82 ft)（障害物なし、2 つの FieldPort SWA50 アダプタ間、最適に位置合せされている場合）

Endress+Hauser

13

取付け

FieldPort SWA50

5.3

取付オプション

5.3.1「直接取付け」バージョン
1

4
5

2

6
7

3

A0043241

3
1
2
3
4
5
6
7

直接取付けの例
ケーブル
FieldPort SWA50「直接取付け」バージョン
HART フィールド機器
ハウジング下部
伝送窓
構成リング
ハウジング上部「直接取付け」バージョンの取付手順：→  15

14

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

5.3.2

「分離型取付け」バージョン
1

2

4
5

3

6
7

A0043240

4
1
2
3
4
5
6
7

分離型取付けの例
HART フィールド機器
ケーブル
FieldPort SWA50「分離型取付け」バージョン
ハウジングベース
伝送窓
構成リング
ハウジング上部

分離型取付けの場合、取付ブラケット（オプション）の使用をお勧めします→  24。あるいは、パイプクリップを使用して分離型バージョンを固定することもできます。
「分離型取付け」バージョンの取付手順：→  20

5.4

「直接取付け」バージョンの取付け

注記
破損したシール
IP 保護等級の保証が失われます。
‣ 破損したシールを使用しないでください。
注記
取付時の電源電圧の印加
機器が損傷する可能性があります。
‣ 取付作業を実施する前に、電源をオフにしてください。
‣ 機器の電源がオフになっていることを確認してください。
‣ 電源がオンに切り替わらないようにスイッチを保護してください。
電気接続：→  28
必要な工具
• スパナ：二面幅 24 mm• スパナ：二面幅 36 mm

Endress+Hauser

15

取付け

FieldPort SWA50

FieldPort SWA50 の取付け
1.

1.

2.

A0040564

2.

1.

2.
A0040565

3.

A0041512

4.

A0040500

16

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

5.

A0040502

6.

A00405017.
7 (0.28)
+ IN

+ IN

28 (1.10)+ OUT –+ IN -

7 (0.28)

A0041551

フィールド機器を接続するための十分な長さの芯線を確保してください。フィールド機器を接続する前に、芯線を必要な長さに切断しないでください。
シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する場合は、ケーブルのストリッピ
ングに関する指示（→  29）に従ってください。
• パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  31
• FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の電気接続：→  32

Endress+Hauser

17

取付け

FieldPort SWA50

8.

A0041552

ストレインリリーフ用のネジを締め付けます。トルク：0.4 Nm ± 0.04 Nm
9.

A0041553

エレクトロニックインサートをスライドさせて、ハウジング内部のガイドに挿入
します。
10.
2.

1.

A0040506

トルクについては、フィールド機器の関連資料を参照してください。

18

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

11.

A0041554

フィールド機器を接続するための十分な長さの芯線を確保してください。フィー
ルド機器の芯線を必要な長さに切断します。
12.

2.

1.

A0040566

まだハウジング上部の締付けを行わずに、ハウジング下部の回転が可能な状態を保持します。
13.

A0040568

ネットワークアーキテクチャに基づいて、ハウジング下部と伝送窓の位置合せを行います →  13。
断線を防止するため、ハウジング下部を ± 180° 以上の角度で回転させないでください。

Endress+Hauser

19

取付け

FieldPort SWA50

14.

A0040569

ハウジング上部を締め付けます。ただし、青色の構成リングの回転が可能な状態を保持します。トルク：5 Nm ± 0.05 Nm
15.

A0040567

16. 設定を行います →  35。

5.5「分離型取付け」バージョンの取付け

注記
破損したシール
IP 保護等級の保証が失われます。
‣ 破損したシールを使用しないでください。
注記
取付時の電源電圧の印加
機器が損傷する可能性があります。
‣ 取付作業を実施する前に、電源をオフにしてください。
‣ 機器の電源がオフになっていることを確認してください。
‣ 電源がオンに切り替わらないようにスイッチを保護してください。
分離型取付けの場合、取付ブラケット（オプション）の使用をお勧めします。あるいは、パイプクリップを使用して分離型バージョンを固定することもできます。
電気接続：→  28
必要な工具
• スパナ：二面幅 27 mm• スパナ：二面幅 36 mm

20Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

FieldPort SWA50 の取付け
1.

A0040498

2.

1.

2.
A0040499

3.

A0041512

4.

A0040500

5.

Endress+Hauser

取付ブラケット（オプション）を使用して FieldPort SWA50 を取り付ける場合、「取付ブラケットと FieldPort SWA50 の取付け」セクション（→  26）の説明に従ってください。

21

取付け

FieldPort SWA50

6.

A0041513

7.

A0040503

8.

A0040501

22

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

9.
7 (0.22)
+ IN

+ IN

28 (1.10)+ OUT –+ IN -

7 (0.22)

A0040504

シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する場合は、ケーブルのストリッピ
ングに関する指示（→  29）に従ってください。
• パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  30
• アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続：→  31
• FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の電気接続：→  32
10.

A0040507

ストレインリリーフ用のネジを締め付けます。トルク：0.4 Nm ± 0.04 Nm
11.

A0040508

エレクトロニックインサートをスライドさせて、ハウジング内部のガイドに挿入します。
Endress+Hauser

23

取付け

FieldPort SWA50

12.

2.

1.
A0040509

ハウジング上部を締め付けます。ただし、青色の構成リングの回転が可能な状態を保持します。トルク：5 Nm ± 0.05 Nm
13.

A0040510

14. 設定を行います →  35。

5.6

取付ブラケットを使用した FieldPort SWA50 の取付け

5.6.1

取付けおよび位置合せのオプション

取付ブラケットは、以下に取り付けることができます。
• 最大径 65 mm のパイプ
• 壁面
FieldPort は、支持ブラケットを使用して以下の方法で位置合せできます。
• 取付ブラケット上の各取付位置の使用• 支持ブラケットの回転
位置合せと通信範囲に注意してください →  13。

24

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

1

2

A0043411

51
2

支持ブラケットによる位置合せオプション
支持ブラケット上の各取付位置
支持ブラケットの回転

5.6.2

寸法
165 (6.50)
87 (3.43)

Ø 65(Ø 2.56)

52 (2.05)

81 (3.19)

A0043313

6

Endress+Hauser

取付金具の寸法 - パイプ取付け25

40(1.75)

18 (0.71)

FieldPort SWA50

28 (1.10)

取付け

4.75 (0.19)
18 (0.71)

33(1.30)

78 (3.07)

103 (4.06)
A0043410

7

固定ブラケットの寸法 - 壁面取付け

5.6.3

取付金具と FieldPort SWA50 の取付け
1 2

3

4

A0043312

8
1
2
3
4

取付金具（オプション）を使用した FieldPort SWA50 の取付け固定および接地用六角頭ボルト
支持ブラケット
取付金具
円形ブラケット

取付金具を使用して FieldPort SWA50 を取り付ける場合、ハウジングの上部と下部の間にある構成リングを取り外す必要があります。
必要な工具• スパナ：二面幅 10 mm• 六角レンチ：サイズ 4
パイプへの取付金具の取付け‣ 取付金具をパイプの目的の位置に固定します。トルク：最小 5 Nm
取付金具上の支持ブラケットの位置を変更する場合は、4 本の六角頭ボルトを 4～
5 Nm のトルクで締め付けます。

26

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

取付け

壁面への取付金具の取付け‣ 支持ブラケットを壁面の目的の位置に固定します。壁面に適したネジを使用する必要があります。

FieldPort SWA50 の取付け「「分離型取付けバージョン」の取付け」セクション（→  20）の説明に従ってください。
1.

FieldPort SWA50 のケーブルグランドのネジを緩めて取り外します。

2.

ハウジング上部のネジを緩めて取り外します。

3.

ハウジングから電子回路インサートを取り出します。

4.

ハウジング下部の構成リングを取り外します。

5.

ハウジング下部をスライドさせて、支持ブラケットのアイレットに挿入します。

6.

FieldPort SWA50 の電気接続を行います。

7.

電子回路インサートをスライドさせて、ハウジング下部に挿入します。

8.

ハウジング上部のネジを緩く締め付けます。

9.

ネットワークアーキテクチャに基づいて、ハウジング下部と FieldPort SWA50 の伝送窓の位置合せを行います。伝送窓は黒色のプラスチックシールの下にあります。

10. ハウジング上部のネジを締め付けます。トルク：5 Nm ± 0.05 Nm
11. 保護接地を六角頭ボルトに接続します。
12. 六角頭ボルトを締め付けて、FieldPort SWA50 を取付金具に固定します。

5.7

設置状況の確認

機器は損傷していないか？（外観検査）



機器が必要な仕様を満たしているか？



例：• 周囲温度• 湿度• 防爆

Endress+Hauser

電子回路インサートのストレインリリーフ用のネジが適正なトルクで締め付けられているか？



ハウジング上部が適正なトルクで締め付けられているか？



すべての固定ネジ（取付金具（オプション）の固定ネジなど）がしっかりと締め付けられているか？



測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？



アンテナ範囲に関して、機器の位置合せが適切に行われているか？→  13



27

電気接続

FieldPort SWA50

6

電気接続

注記
OUT+/OUT– 端子における短絡
機器が損傷する恐れがあります。
‣ アプリケーションに応じて、フィールド機器、PLC、変換器、または抵抗器を OUT+/OUT– 端子に接続してください。
‣ OUT+/OUT– 端子で短絡が発生しないようにしてください。

6.1

電源電圧

• ループ電源 4～20 mA• DC 24 V（最小 DC 4 V、最大 DC 30 V ）：スタートアップには 3.6 mA 以上のループ電流が必要です• 電源電圧または電源ユニットをテストして、安全要件および SELV、PELV、またはクラス 2 の要件を満たしていることを確認する必要があります。
電圧降下• 内部 HART 通信用抵抗器が無効化されている場合• 3.2 V（運転中）• < 3.8 V（スタートアップ時）• 内部 HART 通信用抵抗器が有効化されている場合（270 Ohm）
• < 4.2 V（ループ電流 3.6 mA 時）• < 9.3 V（ループ電流 22.5 mA 時）
電源電圧を選択する場合、FieldPort SWA50 による電圧降下に注意してください。
HART フィールド機器の起動時と稼働を確実に実行できる十分な電圧が必要です。

6.2

ケーブル仕様想定される最低/最高温度に適したケーブルを使用してください。
プラントの接地コンセプトに従ってください。
2 x 0.25～2 x 1.5 mm²
非シールドケーブル（端子台接続あり/なし）およびシールドケーブル（端子台接続あり/なし）を使用できます。
「直接取付け」バージョンおよび「アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィール
ド機器および PLC または変換器」電気接続バージョンを選択した場合、使用可能な芯線断面は最大 0.75 mm² です。これよりも大きい芯線断面が必要な場合は、分離型取付けをお勧めします。

28

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

電気接続

6.3

端子の割当て1+ IN -+ OUT –

21234

+ OUT –+ IN –

ON
OFF

A0040495

912

FieldPort SWA50 の端子の割当て
入力端子 IN
出力端子 OUT

アプリケーション

入力端子 IN

出力端子 OUT

2 線式 HART フィールド機器→  11,  30

電源電圧、アクティブ電流出力付き PLC、 2 線式 HART フィールド機
またはアクティブ電流出力付き変換器
器へのケーブルからのケーブル

パッシブ電流出力付き 4 線式
HART フィールド機器→  12,  31

電源電圧、アクティブ電流出力付き PLC、 4 線式 HART フィールド機
またはアクティブ電流出力付き変換器
器へのケーブルからのケーブル

アクティブ電流出力付き 4 線式
HART フィールド機器→  314～20 mA HART アクティブ出力付き 4線式フィールド機器からのケーブル

パッシブ電流出力付き PLC
または変換器（オプション）、あるいは OUT+ とOUT– 端子間の配線ブリッジ

FieldPort SWA50（フィールド機器 FieldPort SWA50 用電源電圧からのケー OUT+ と OUT– 端子間の抵
なし）
ブル
抗器
→  15,  32

6.4

シールドケーブル用ケーブルグランドを使用する場合のストリッピング

シールドケーブルを使用し、ケーブルシールドを FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。
ケーブルグランドの「シールドケーブル用真鍮製 M20」オプションをご注文の場合、以下のケーブルグランドが納入されます。
•「直接取付け」バージョン：1 x シールドケーブル用ケーブルグランド•「分離型取付け」バージョン：2 x シールドケーブル用ケーブルグランド
シールドケーブル用のケーブルグランドを取り付ける場合、以下の寸法でストリッピン
グを行うことをお勧めします。入力端子 IN と出力端子 OUT の寸法は異なります。

Endress+Hauser

29

電気接続

FieldPort SWA50

IN

5.5 (0.22)

OUT

7 (0.28)13(0.51)

7 (0.28)

28 (1.10)

28 (1.10)

5.5 (0.22)
18(0.71)
A0043665 10入力端子 IN と出力端子 OUT のシールドケーブル用ケーブルグランドを使用する場合に推奨される
ストリッピング寸法• シール領域（被覆）： 4～6.5 mm (0.16～0.25 in)• シールド：2.5～6 mm (0.1～0.23 in)

6.5

パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器

一部の接地ではシールドケーブルが必要となります。ケーブルシールドを
FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。注文情報を参照してください。

1

–

IN–

OUT–

–

+

IN+

OUT+

+

2

3
A0040494

 11
1
2
3

パッシブ電流出力付き 2 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）

電源（SELV、PELV、またはクラス 2）、アクティブ電流入力付き PLC、またはアクティブ電流入力付き変換器
電子回路インサート SWA50
2 線式フィールド機器、4～20 mA HART

6.6

パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器

一部の接地ではシールドケーブルが必要となります。ケーブルシールドを
FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。注文情報を参照してください。

30

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

電気接続

–

IN–

OUT–

–

–

–

+

IN+

OUT+

+

+

+

1

3

2

4
A0040491

 12
1
2
3
4

パッシブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）

電源（SELV、PELV、またはクラス 2）、アクティブ電流入力付き PLC、またはアクティブ電流入力付き変換器
電子回路インサート SWA50
4～20 mA HART パッシブ出力付き 4 線式フィールド機器
4 線式フィールド機器用電源

6.7

アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器

一部の接地方法ではシールドケーブルが必要となります。ケーブルのシールドを
FieldPort SWA50 に接続する場合、シールドケーブル用のケーブルグランドを使用する必要があります。注文情報を参照してください。

1

–

–

–

IN–

OUT–

–

+

+

+

IN+

OUT+

+

2

3

4
A0040492

 13
1
2
3
4

Endress+Hauser

アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）- PLC または変換器：OUT 端子

4 線式 HART フィールド機器用電源電圧（SELV、PELV、またはクラス 2）
アクティブ 4～20 mA HART 出力付き 4 線式フィールド機器
電子回路インサート SWA50
パッシブ電流入力付き PLC または変換器

31

電気接続

FieldPort SWA50

–

–

–

IN–

OUT–

+

+

+

IN+

OUT+

2

1

4

3

A0045101

 14
1
2
3
4

アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機器の電気接続（オプションの接地は図示されていません）- 抵抗器：OUT 端子

4 線式 HART フィールド機器用電源電圧（SELV、PELV、またはクラス 2）
アクティブ 4～20 mA HART 出力付き 4 線式フィールド機器
電子回路インサート SWA50
抵抗 250～500 Ohm、最小 250 mW（OUT+ と OUT– 端子間）

「直接取付け」バージョンと「アクティブ電流出力付き 4 線式 HART フィールド機
器および PLC または変換器」電気接続バージョンを選択した場合、使用可能な芯
線断面は最大 0.75 mm² となります。短い方のハウジング上部に挿入する配線を反対側の IN 端子に接続し、長い方のハウジング下部に挿入する配線を反対側のOUT 端子に接続する必要があります。これよりも大きい芯線断面が必要な場合
は、分離型取付けをお勧めします。

6.8

FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）（リピーター）

この接続バージョンでは、FieldPort SWA50 の事前設定、またはそれをリピーターとして使用することが可能です。

–

IN–

OUT–

+

IN+

OUT+

1

2

3
A0040493

 15
1
2
3

電源 FieldPort SWA50、20～30 VDC（SELV、PELV、またはクラス 2）
電子回路インサート SWA50
抵抗 1.5 kOhm、最小 0.5 W（OUT+ と OUT– 端子間）

6.9

32

FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）（オプションの接地は図示されていません）

配線状況の確認

機器およびケーブルは損傷していないか？（外観検査）



ケーブルの仕様は正しいか？



端子割当ては正しいか？



ケーブルの接続において配線、絶縁材、ケーブルシールドなどの詰込みが生じていないか？



電源電圧は正しいか？



FieldPort SWA50 は接地されているか（必要な場合）？



Endress+Hauser

FieldPort SWA50

操作オプション

7

操作オプション

7.1

操作オプションの概要

FieldPort SWA50 には、以下の操作オプションがあります。
• Endress+Hauser SmartBlue アプリ（モバイル機器用）• Endress+Hauser Field Xpert SMTxx タブレット PC• Endress+Hauser FieldCare SFE500 フィールド機器設定ツール

7.2

SmartBlue アプリ経由の操作

モバイル機器用 SmartBlue アプリは、Google Play ストアおよび Apple App Store から入手できます。
FieldPort SWA50 とモバイル機器間に 1 つの暗号化されたポイント・トゥー・ポイント
接続が確立されます。SmartBlue アプリでは、Bluetooth を介した FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器の接続のみを行うことができます。SmartBlue アプ
リを使用して、接続された HART フィールド機器の設定を行うことはできません。

7.3

Field Xpert による操作

Field Xpert SMTxx には、以下の操作オプションがあります。
• Bluetooth を使用した暗号化されたポイント・トゥー・ポイント接続経由の設定• WirelessHART ゲートウェイ、WirelessHART ゲートウェイ用 DTM および FieldPort
SWA50 用 DTM を使用した WirelessHART 経由のリモート設定• モデムおよび FieldPort SWA50 用 DTM を使用したローカル設定
HART フィールド機器用の DTM を使用できる場合は、Field Xpert SMT から設定することもできます。Bluetooth 接続の場合、HART コマンドはトンネリングされます。

7.4

FieldCare による操作

FieldCare SFE500 には、以下の操作オプションがあります。
• WirelessHART ゲートウェイ、WirelessHART ゲートウェイ用 DTM および FieldPort
SWA50 用 DTM を使用した WirelessHART 経由のリモート設定• モデムおよび FieldPort SWA50 用 DTM を使用したローカル設定
HART フィールド機器用の DTM を使用できる場合は、FieldCare から設定することもで
きます。

7.5

Field Xpert または FieldCare による現場操作

Field Xpert または FieldCare による現場操作は、Commubox FXA195 などのモデムを使用して行います。

Endress+Hauser

33操作オプション

FieldPort SWA50

1

2

3

+

IN+

OUT+

+

–

IN–

OUT–

–

4

6
5
A0055103

 16
1
2
3
4
5
6

34

Field Xpert SMTxx または FieldCare SFE500 による現場操作用モデムの接続例

電源電圧、アクティブ電流入力付き PLC、またはアクティブ電流入力付き変換器
エレクトロニックインサート SWA50（内部通信抵抗器が有効）2 線式フィールド機器、4～20 mA HART
Endress+Hauser 製 Commubox FXA195 USB/HART モデム
FieldCare SFE500 をインストールした PC
Field Xpert SMT タブレット PC

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

8

設定

8.1

操作オプションの概要

FieldPort SWA50 を設定する場合、以下の操作オプションがあります。
• Endress+Hauser SmartBlue アプリ（モバイル機器用）および →  36
• Endress+Hauser Field Xpert SMTxx タブレット PC →  39
• Endress+Hauser FieldCare SFE500 フィールド機器設定ツール →  42
設定の要件を遵守してください：→  35

8.2

要件

8.2.1

FieldPort SWA50 の要件• FieldPort SWA50 の電気接続を行います。
• 設置状況の確認を行います →  27。
• 配線状況の確認を行います →  32。
• Bluetooth 通信用の DIP スイッチ 1 をオンに設定する必要があります →  43。
（DIP スイッチ 1 の工場設定：オン）

8.2.2

設定に必要な情報

設定には以下の情報が必要です。
• HART フィールド機器の HART 機器アドレス• Bluetooth ネットワークの HART フィールド機器の機器タグ• HART-6 または HART-7 フィールド機器のロングタグ• HART-5 フィールド機器の（ショート）タグ• WirelessHART ネットワークの HART フィールド機器の機器タグ• HART-6 または HART-7 フィールド機器のロングタグ• HART-5 フィールド機器の HART メッセージ
WirelessHART ネットワークの各機器タグは一意であることが必要です。

8.2.3

設定前の確認事項

HART マスター
FieldPort SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスターのみです。この HART マスターと FieldPort SWA50 に、同じマスタータイプを使用することはできません。マスタータイプの設定には、「HART master type」パラメータまたは「Master Type」パラメータを使用します。
HART 通信抵抗
HART 通信では、4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の内部または外部に HART 通
信抵抗が必要です。
「内部 HART 通信抵抗」の要件：「Communication resistor」パラメータを「Internal」に設定します。
「FieldPort SWA50 の外部 HART 通信抵抗」の要件：• 4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の外部に HART 通信抵抗 ≥ 250 Ohm を配置します。
• HART 通信抵抗を FieldPort SWA50 の「IN+」端子と電源（PLC、アクティブバリアなど）間に直列に接続する必要があります。
•「Communication resistor」パラメータを「External」に設定します。

Endress+Hauser

35

設定

FieldPort SWA50

8.2.4

初期パスワード

初期パスワードは銘板に明記されています。

8.3

FieldPort SWA50 の操作

8.3.1

SmartBlue アプリを使用した設定

SmartBlue アプリのインストール
SmartBlue アプリ は、Google Play ストア（Android モバイル機器の場合）および AppleApp Store（iOS 機器の場合）からダウンロードできます。

‣

QR コードをスキャンします。
 SmartBlue アプリをダウンロードできる Google Play ストアまたは App Store のページが表示されます。
システム要件
SmartBlue アプリのシステム要件については、Google Play ストアまたは App Storeのページを参照してください。
SmartBlue アプリの起動とログイン
1.

36

FieldPort SWA50 の電源をオンにします。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

2.

スマートフォンまたはタブレット端末で SmartBlue アプリを起動します。
 アクセス可能な機器の概要が表示されます。

 17
1
2
3
4

Endress+Hauser

Reachable devices（ライブリスト）

FieldPort SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の例（SmartBlue アプリに接続済み）
FieldPort SWA50 および他の製造者製の HART フィールド機器の例（SmartBlue アプリに接続済み）
FieldPort SWA50 の例（SmartBlue アプリには未接続）
FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の例（SmartBlue アプリに接続済み）

37

設定

FieldPort SWA50

3.

リストから機器を選択します。
 「Login to device」ページが表示されます。

 18

ログイン

1 台の FieldPort SWA50 と 1 台 のスマートフォン/タブレット端末間に、1 つのポ
イント・トゥー・ポイント接続のみを確立できます。

‣ ログインします。ユーザー名に admin と入力し、初期パスワードを入力します。このパスワードは銘板に明記されています。
 接続が正常に確立されると、選択した機器の「Device information」ページが表示されます。→  44
初回のログイン後にパスワードを変更してください。
HART 設定の確認および調整
FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器間の良好な通信状態を確保するために、以下の手順を実行してください。
• このセクションに記載されるパラメータは、「HART Configuration」ページに表示されます。
• ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART
configuration
1. 「HART address field device」パラメータを使用して、HART フィールド機器のHART アドレスを確認し、必要に応じてアドレスを設定します。HART フィールド
機器と FieldPort SWA50 では、同じ HART アドレスを使用する必要があります。
FieldPort SWA50 をリピーターとして使用する場合は、「HART address fielddevice」パラメータに 63 より大きいアドレスを入力します。
2. 「Communication resistor」パラメータを使用して、HART 通信抵抗の設定を確認します。4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の外部に HART 通信抵抗が存在しない場合、内部の HART 通信抵抗を有効にする必要があります。
3. 「HART master type」パラメータを使用して、HART ループ内の追加の HART マス
ターの設定を確認します。FieldPort SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスターのみです。この HART マスターと FieldPort SWA50に、同じマスタータイプを使用することはできません。

38

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

WirelessHART 設定
FieldPort SWA50 と WirelessHART ネットワーク間の良好な通信状態を確保するために、以下の手順を実行してください。
• このセクションに記載されるパラメータは、「WirelessHART Configuration」ページに表示されます。
• ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity >WirelessHART configuration•「Join mode」パラメータで「Do not attempt to join」を選択した場合にのみパラメータを編集できます。
1. 「Network ID」パラメータを使用して、ネットワークの識別番号を入力します。
2. 「Join key」パラメータを使用して、ネットワークパスワードを入力します。
3. 「Join mode」パラメータを使用して、ネットワークに接続します。WirelessHART
ネットワークへの接続には最大 30 分程度かかります。
バーストモード
FieldPort SWA50 では、バーストモードが工場設定されています。「Burst period
configuration」ページを使用して、バーストモードの時間間隔の設定や、個々のバース
トモードの有効/無効を切り替えることができます。

8.3.2

Field Xpert を使用した設定• Field Xpert SMT50 の操作方法については、取扱説明書（BA02053S）を参照してください。
• Field Xpert SMT70 の操作方法については、取扱説明書（BA01709S）を参照してください。
• Field Xpert SMT77 の操作方法については、取扱説明書（BA01923S）を参照してください。
Field Xpert の起動とログイン

Endress+Hauser

1.

FieldPort SWA50 の電源をオンにします。

2.

Field Xpert タブレット PC を起動します。これを行うには、スタート画面でField Xpert をダブルクリックします。
 以下の画面が表示されます。

3.

アイコンをタップします。
 利用可能なすべての WIFI および Bluetooth 機器のリストが表示されます。

39

設定

FieldPort SWA50

4.

アイコンが有効であるかどうかを確認します。アイコンが無効になっている場
合は、 アイコンをタップします。
 利用可能なすべての Bluetooth 機器のリストが表示されます。

 19
1
2
3

5.

40

アクセス可能な機器（ライブリスト）

FieldPort SWA50（HART フィールド機器なし）の例（Field Xpert に接続済み）
FieldPort SWA50 の例（Field Xpert には未接続）
FieldPort SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の例（Field Xpert に接続済
み）設定する機器の横の アイコンをタップします。
 ログインダイアログボックスが表示されます。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

設定

6.

ログインします。ユーザー名に admin と入力し、初期パスワードを入力します。
初期パスワードは銘板に明記されています。
 SWA50 DTM の「Online Parameterization」ページが表示されます。

アイコンを使用して、接続された HART フィールド機器の DTM を表示します。
初回のログイン後にパスワードを変更してください。
HART 設定の確認および調整
FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器間の良好な通信状態を確保するために、以下の手順を実行してください。
• このセクションに記載されるパラメータは、「Wired Communication」ページに表示されます。
• ナビゲーション：Online Parametrization > Wired Communication
1. 「HART address field device」パラメータを使用して、HART フィールド機器のHART アドレスを確認し、必要に応じてアドレスを設定します。HART フィールド
機器と FieldPort SWA50 では、同じ HART アドレスを使用する必要があります。
2. 「Communication Resistor」パラメータを使用して、HART 通信抵抗の設定を確認します。4～20 mA ループ内の FieldPort SWA50 の外部に HART 通信抵抗が存在しない場合、内部の HART 通信抵抗を有効にする必要があります。
3. 「Master Type」パラメータを使用して、HART ループ内の追加の HART マスターの設定を確認します。FieldPort SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスターのみです。この HART マスターと FieldPort SWA50 に、同じマスタータイプを使用することはできません。
WirelessHART 設定
FieldPort SWA50 と WirelessHART ネットワーク間の良好な通信状態を確保するために、以下の手順を実行してください。
• このセクションに記載されるパラメータは、「Wireless Communication」ページに表示されます。
• ナビゲーション：Online Parametrization > Wireless Communication
1. 「Network Identification」パラメータを使用して、ネットワークの識別番号を入力します。
2. 「Join Key Part x of 4」パラメータを使用して、ネットワークパスワードを入力します。
3. 「Join Mode」パラメータを使用して、ネットワークに接続します。WirelessHART
ネットワークへの接続には最大 30 分程度かかります。

Endress+Hauser

41

設定

FieldPort SWA50

Burst Mode
FieldPort SWA50 では、バーストモードが工場設定されています。バーストモードは「Burst Mode」ページから設定できます。

8.3.3

FieldCare を使用した設定

1.

FieldCare で「Prefer FDT1.2.1 scanning」オプションを有効にします。パス：
FieldCare > Extras > Options >「Scanning」タブ >「Scan Result」セクション

2.

FieldCare の取扱説明書に従って、FieldPort SWA50 を FieldCare プロジェクトに統
合します。

3.

FieldPort SWA50 を設定します →  57。
FieldCare の操作方法については、取扱説明書（BA00065S）を参照してください。

42

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

操作

9

操作

9.1

ハードウェアのロック

ハードウェアロック用の DIP スイッチは電子回路インサートに配置されています。
1234
ON
OFF

1234

+ OUT –+ IN –

ON
OFF

A0041784

 20

ハードウェアロック機能の DIP スイッチ

DIP スイッチ

機能

説明

1

Bluetooth 通信• ON：Bluetooth 経由の通信が可能です ON（SmartBlue アプリ、
Field Xpert などを使用）。
• OFF：Bluetooth 経由で通信することはできません。

2

ファームウェアア
ップデート• ON：ファームウェアアップデートを実 ON
行できます。
• OFF：ファームウェアアップデートを実行できません。

3

Bluetooth 経由の設定

• ON：Bluetooth 経由の設定が可能です ON（SmartBlue アプリ、Field Xpert などを使用）。
• OFF：Bluetooth 経由で設定を行うことはできません。

4

未使用

–

9.2

初期設定

–

LED

2 x LED• 緑色：スタートアップ時に 4 回点滅して、機器が動作可能であることを示します• オレンジ色：2 秒ごとに点滅し、スクウォーク機能が有効になっていることを示します。
「Identification」パラメータを使用して、SmartBlue アプリでスクウォーク機能を有効にします。→  43
LED はエレクトロニックインサート上に配置されており、外側からは見えません。

Endress+Hauser

43

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

10

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

10.1

メニュー概要（ナビゲーション）

メニュー概要（ナビゲーション）：→  89

10.2 「Device information」ページ「Device information」ページでは、以下の表示オプションを使用できます。
• FieldPort SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器• FieldPort SWA50 および他の製造者製の HART フィールド機器• FieldPort SWA50（接続済みまたはアクセス可能な HART フィールド機器なし）
表示されるシリアル番号に関する情報
Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 および HART 7）の場合、実際のシリアル番号が表示されます。他の製造者製フィールド機器および Endress+Hauser
製フィールド機器（HART 5）の場合、固有のシリアル番号が算出されます。算出
されたシリアル番号は、フィールド機器の実際のシリアル番号とは一致しません。
最上部の行に表示されるステータス信号に関する情報
Endress+Hauser 製のフィールド機器を接続した場合、接続した HART フィールド
機器と FieldPort SWA50 の各ステータス信号に基づいた総合的なステータス信号が最上部の行に表示されます。

44

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

 21 「Device information」ビュー – SWA50 および Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の表示例
1
2

3
4
5
6
7

Endress+Hauser

SWA50 と接続された HART フィールド機器の各ステータスに基づいた総合的なステータス信号
SWA50 に接続されている HART フィールド機器に関する情報。ファームウェアバージョン、オーダー
コード、および機器タイプは、Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 および HART 7）の場合にのみ表示されます。
シリアル番号。HART フィールド機器の場合、これは SWA50 で生成される固有の番号（Device type、
Manufacturer ID、Device ID の組合せ）になります。
SWA50 のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics FieldPort SWA50」ページ用のボタンが表示されます。
接続されている HART フィールド機器のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics
Field device」ページ用のボタンが表示されます。
HART フィールド機器のプロセス値
Endress+Hauser 製 HART フィールド機器と SWA50 の製品画像

45

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

 22 「Device information」ビュー – SWA50 および他の製造者製の HART フィールド機器の表示例
1

2
3
4
5

SWA50 に接続されている HART フィールド機器に関する情報。ファームウェアバージョン、オーダー
コード、機器タイプ、およびステータスは、Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 および HART
7）の場合にのみ表示されます。
シリアル番号。他の製造者製 HART フィールド機器の場合、これは SWA50 で生成される固有の番号（Device type、Manufacturer ID、Device ID の組合せ）になります。
SWA50 のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics FieldPort SWA50」ページ用のボタンが表示されます。
HART フィールド機器の出力電流
他の製造者製の HART フィールド機器と SWA50 の製品画像

 23 「Device information」ビュー – FieldPort SWA50（接続済みまたはアクセス可能な HART フィールド機器なし）の表示例
1
2
3
4
5

46

SWA50 のステータス信号
SWA50 に関する情報
SWA50 のステータス信号。ステータスが OK 以外の場合は、「Diagnostics FieldPort SWA50」ページ用のボタンが表示されます。
SWA50 の測定値。この場合、常に出力電流 20 mA が表示されます。
SWA50 の製品画像（HART フィールド機器が接続されていない、または HART フィールド機器にアクセスできないため）

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

10.3 「Diagnostics：WirelessHART」ページ
ナビゲーション：Root menu > Diagnostics > WirelessHART
このページには、診断に関係する可能性のある FieldPort SWA50 の情報とWirelessHART ネットワークが表示されます。
パラメータ

説明

Network ID

WirelessHART ネットワーク用に設定されている SWA50 の識別番号が表示されます。この設定は「WirelessHART Configuration」ページで行います →  53。

Radio transmit power

選択されている SWA50 無線信号の強度が表示されます。この設定は「WirelessHART Configuration」ページで行います →  53。
表示される通知• 0 dBm• 10 dBm

Join mode

SWA50 のネットワーク接続用として選択されているモードが表示されます。この設定は「WirelessHART Configuration」ページで行います→  53。
表示される通知• Do not attempt to join：接続を試行しません。
• Join now：直ちに接続を試行します。
• Attempt to join on powerup or restart：電源投入時または再起動時に接続を試行します。

Join status

接続試行中の現在のステータスが表示されます。
表示される通知• Network packets heard：ネットワークパケット受信• ASN Acquired：ASN 受信• Synchronized to slot time：ネットワークとの時間同期• Advertisement heard：送信用の通知パケット受信• Join requested：接続要求送信• Retrying join：接続の再試行• Join failed：接続失敗• Authenticated：認証• Network joined：ネットワーク接続の確立• Negotiating network properties：ネットワークパラメータのネゴシエート• Normal operation commencing：通常動作開始。接続完了

追加情報

WirelessHART 接続に関する追加情報が表示されます。
表示される通知• Join failed：接続失敗• FieldPort does not have a join key：SWA50 用のジョインキーが入力されていません。
• FieldPort not connected to WHART network：SWA50 がWirelessHART ネットワークに接続されていません。
• Bandwith allocation pending：ゲートウェイへの帯域幅要求の保留• Bandwith allocation denied：ゲートウェイへの帯域幅要求の拒否• Handheld configuration active：ハンドヘルド設定が有効• No alternative path：代替パスがありません。

「WirelessHART configuration」ボ 「WirelessHART configuration」ページが表示されます →  53。
タン「Burst period configuration」ボタ 「Burst period configuration」ページが表示されます。→  54
ン

10.4 「Diagnostics：FieldPort SWA50」ページ
ナビゲーション：Root menu > Diagnostics > FieldPort SWA50

Endress+Hauser

47

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

このページには、診断に関係する可能性のある FieldPort SWA50 の情報が表示されま
す。
パラメータ

説明

Device tag

SWA50 機器のタグが表示されます。

Status signal FieldPort SWA50

現在の SWA50 の NAMUR NE 107 ステータスが表示されます。
表示される通知• OK• Failure (F)：故障（F）• Maintenance required (M)：要メンテナンス（M）• Out of specification (S)：仕様範囲外（S）• Function check (C)：機能チェック（C）• Not categorized：未分類

Actual diagnostics

現在最も優先度の高い診断番号が表示されます。→  81

Active diagnostics「Actual diagnostics」パラメータで表示される診断番号に関連する診断
テキストが表示されます。

Additional device status

SWA50 の他のステータスが表示されます。
表示される通知• Lowpower mode：低電力モードが有効です。
• Additional status for field device：フィールド機器の追加のステータ
ス情報。このステータス情報については、フィールド機器を参照してください。
• SWA50: WirelessHART off：WirelessHART が無効です（Do not
attempt to join）。
• SWA50: do not scan for field device：SWA50 に接続されているフィールド機器のスキャンが実行されていません。
• HART device configuration locked：SWA50 の HART 機器設定がロックされています。
• Connected field device changed：SWA50 に接続されているフィール
ド機器の設定が変更されました。
• Block transfer pending：ブロック転送が保留中です。
• DIP switch 2 ON: FW update enabled：DIP スイッチ 2 が ON に設定されています。ファームウェアアップデートが可能です。
• DIP switch 3 ON: Config via BT enabled：DIP スイッチ 3 が ON に設定されています。Bluetooth 経由の設定が可能です（SmartBlue アプ
リ、Field Xpert などを使用）。

「Connectivity」ボタン「Connectivity」ページが表示されます。→  52

「Diagnostics WirelessHART」ボタ 「Diagnostics」WirelessHART ページが表示されます。→  47
ン
Configuration counter

SWA50 の設定変更回数が表示されます。

Reboot

SWA50 の再起動回数が表示されます。

Operating time from restart

SWA50 の前回の再起動以降の稼働時間が表示されます。

Received Bluetooth signal strength 現在の Bluetooth 無線信号強度（dB）が表示されます。
Reduce Bluetooth radio transmit
power

SWA50 の Bluetooth 出力が低減されているかどうかが示されます。

「Identification」ボタン

スクウォーク機能を 1 分間有効にします。

表示される通知
• Yes
• No

応答
• SWA50：オレンジ色 LED が 2 秒間隔で点滅します。
• Feldgerät: Falls das Feldgerät die Squawk-Funktion unterstützt, wird
die Funktion am Feldgerät aktiviert.

10.5 「Diagnostics：Field device」ページ
ナビゲーション：Root menu > Diagnostics > Field device

48

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

このページには、診断に関係する可能性のある HART フィールド機器の情報が表示されます。
診断情報は、Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の場合にのみ表示されます。
パラメータ

説明

Device tag

HART フィールド機器の機器タグが表示されます

Device type

HART フィールド機器の機器タイプが 16 進形式（例：0x1128）で表示されます。

Status signal field device

HART フィールド機器から取得できる情報に基づく、現在の HART フ
ィールド機器の NAMUR NE 107 ステータスが表示されます。機器ス
テータスを構成するデータベースは、HART 標準 5、6、7 およびフィールド機器の世代に応じて異なります。
表示される通知• OK• Failure (F)：故障（F）• Maintenance required (M)：要メンテナンス（M）• Out of specification (S)：仕様範囲外（S）• Function check (C)：機能チェック（C）

Actual diagnostics

最も優先度の高い内部サービス ID または診断番号が表示されます（機器タイプに応じて異なります）。
サービス ID は LIT-18 仕様に準拠して表示されます。「Actual
diagnostics」パラメータは、機器固有の HART コマンド 231 を使用して呼び出されます。

Device status

機器ステータスバイトから現在保留中の情報が表示されます。
表示される通知• Device malfunction (F)：機器エラー（F）• Configuration changed (OK)：設定変更（OK）• More status available (OK)：追加のステータス情報を取得可能（OK）• Loop current fixed (OK)：ループ電流の固定値（OK）• Loop current saturated (S)：ループ電流飽和（S）• Non-primary variable out of limits (S)：非一次変数（SV、TV、QV）
がリミット値超過（S）• Primary variable out of limits (S)：一次変数（PV）がリミット値超過（S）

Extended device status

拡張機器ステータスバイトから現在保留中の情報が表示されます。
表示される通知• Maintenance required (M)：要メンテナンス（M）• Device variable alert (OK)：機器変数の 1 つがアラームまたは警告状
態• Critical power failure (F)：重大な電源障害（F）• Failure (F)：エラー（F）• Out of specification (S)：仕様範囲外（S）• Function check (C)：機能チェックが必要（C）

Standard Status 0

HART コマンド 48 の標準セクション（バイト 8）から追加の機器ステータス情報が表示されます。
必要条件
HART 7 以上の HART フィールド機器表示される通知• Device variable simulation active (C)：機器変数のシミュレーションが有効（C）• Non-volatile memory defect (F)：フラッシュメモリの故障（F）• Volatile memory defect (F)：RAM の故障（F）• Watchdog reset executed (F)：ウオッチドッグの再起動（F）• Power supply conditions out of range (S)：電源電圧が仕様範囲外（S）• Environmental conditions out of range (S)：周囲条件が仕様範囲外（S）• Electronic defect (F)：電子モジュールの故障（F）• Device configuration locked (OK)：機器設定のロック（OK）

Endress+Hauser

49

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Standard Status 1

HART コマンド 48 の標準セクション（バイト 9）から追加の機器ステータス情報が表示されます。
必要条件
HART 7 以上の HART フィールド機器表示される通知• Status simulation active (OK)：機器ステータスのシミュレーションが有効（OK）• Discrete variable simulation active (C)：測定値のシミュレーションが有効（C）• Event notification overflow (OK)：イベント通知のオーバーフロー（OK）• Battery / power supply needs maintenance (M)：バッテリまたは電源のメンテナンスが必要（M）

Configuration counter

HART フィールド機器の設定変更回数が表示されます。

10.6 「Application：FieldPort SWA50」ページ
10.6.1 「Measured values」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > Application > FieldPort SWA50 > Measured values
このページには、FieldPort SWA50 の測定値が表示されます。
パラメータ

説明

Primary variable (PV)

SWA50 の一次変数が表示されます。
工場設定
温度 [°]

Secondary variable (SV)

SWA50 の二次変数が表示されます。
工場設定
WirelessHART ネットワーク内の最良の隣接機器の信号強度 [dB]

Tertiary variable (TV)

SWA50 の三次変数が表示されます。
工場設定
WirelessHART ネットワーク内の 2 番目に良好な隣接機器の信号強度[dB]

Quanternary variable (QV)SWA50 の四次変数が表示されます。
工場設定
フィールド機器のループ電流 [mA]
フィールド機器が SWA50 に接続されていない場合は、常に 20 mA が表示されます。

10.6.2 「HART info」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > Application > FieldPort SWA50 > HART info
このページには、FieldPort SWA50 の HART 情報が表示されます。

50

パラメータ

説明

Device type

SWA50 の機器タイプが 16 進形式（0x11F3）で表示されます。

Manufacturer ID

SWA50 の製造者 ID が 16 進形式（0x11 = Endress+Hauser）で表示されます。

HART revision

SWA50 の HART バージョン（例：7）が表示されます。

HART descriptor

SWA50 に対して入力された説明が表示されます。

HART message

SWA50 に対して入力されたメッセージが表示されます。このメッセージは、マスターの要求により HART プロトコル経由で送信されます。

Device ID

SWA50 の 機器 ID（例：0x7A2F51）が表示されます。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

パラメータ

説明

No. of preambles

入力されたプリアンブル数が表示されます。

HART data code

SWA50 に対して入力された日付（例：2020-03-31）が表示されます。
この日付は、特定のイベント（例：前回の設定変更）に関する情報を提供します。

Device revision

SWA50 のハードウェアリビジョンが表示されます。

10.7 「Application：Field device」ページ
10.7.1 「Measured values」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > Application > Field device > Measured values
このページには、FieldPort SWA50 に接続されている HART フィールド機器の測定値が表示されます。HART フィールド機器が接続されていない場合または HART フィール
ド機器にアクセスできない場合、このページには FieldPort SWA50 の測定値が表示されます。
測定値 PV、SV、TV、QV は、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ表示されます。
パラメータ

説明

Output current

HART フィールド機器の出力電流が表示されます。

Primary variable (PV)Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の一次変数が表示されます。

Secondary variable (SV)Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の二次変数が表示されます。

Tertiary variable (TV)Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の三次変数が表示されます。

Quanternary variable (QV)

Endress+Hauser 製 HART フィールド機器の四次変数が表示されます。

10.7.2 「HART info」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > Application > Field device > HART info
このページには、FieldPort SWA50 に接続されている HART フィールド機器の HART 情報が表示されます。
HART 情報は、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ表示されます。

Endress+Hauser

パラメータ

説明

Device type

HART フィールド機器の機器タイプが 16 進形式（例：0x1128）で表示されます。

Manufacturer ID

HART フィールド機器の製造者 ID が 16 進形式（例：0x11 =Endress+Hauser）で表示されます。

HART revision

HART フィールド機器の HART バージョン（例：7）が表示されます。

HART descriptor

フィールド機器に対して入力された説明が表示されます。

HART message

HART フィールド機器に対して入力されたメッセージが表示されます。
このメッセージは、マスターの要求により HART プロトコル経由で送信されます。

Device ID

HART フィールド機器の機器 ID（例：0x7A2F51）が表示されます。

No. of preambles

入力されたプリアンブル数が表示されます。

HART data code

HART フィールド機器に対して入力された日付（例：2020-03-31）が表示されます。この日付は、特定のイベント（例：前回の設定変更）に関する情報を提供します。

Device revision

HART フィールド機器のハードウェアリビジョンが表示されます。

51

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

10.8 「System：FieldPort SWA50」ページ
10.8.1 「Device management」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Device management
パラメータ

説明

Device tag

SWA50 の機器タグを入力します。

10.8.2 「Connectivity」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity「Bluetooth configuration」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetoothconfiguration
このページを使用して、Bluetooth 接続を設定し、FieldPort SWA50 のファームウェア
アップデートを実行します。
ページ

説明

Reduce radio transmit power

SWA50 の送信強度の低減を有効/無効にします。
選択項目• Yes：SWA50 の送信強度が低減されます。
• No：SWA50 の送信強度は低減されません。
工場設定
No

Change Bluetooth password

パスワードを変更します。変更するには、ユーザー名、現在のパスワ
ード、および新しいパスワードを入力する必要があります。
工場設定• ユーザー名：admin• このパスワードは銘板に明記されています。

Firmware update→  83「HART configuration」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART
configuration
このページを使用して、FieldPort SWA50 の HART パラメータを設定します。また、接続された HART フィールド機器の HART アドレスを設定することもできます。
パラメータ

説明

HART address field device

HART フィールド機器の HART アドレスを設定します。
ユーザー入力0 ～ 255
工場設定
0
SWA50 をリピーターとして使用する場合は、63 より大きいアド レスを入力する必要があります。このモードでは、フィールド機
器のステータス信号は抑制されます。

HART master type

HART マスタータイプを選択します。
選択項目• Primary master• Secondary master
工場設定
Secondary master

52

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

パラメータ

説明

Communication resistor

HART 通信抵抗器の取付場所を選択します。
選択項目• External：IN+ 端子と電源間に、外部通信抵抗（ユーザー側で用意）を使用します。
• Internal：SWA50 の内部通信抵抗を使用します。
工場設定
External

HART address SWA50

SWA50 へのスレーブアクセス用の SWA50 の HART アドレスを設定します。
ユーザー入力
0～63
工場設定
15

「WirelessHART configuration」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity >WirelessHART configuration
このページを使用して、WirelessHART 接続を設定します。
パラメータ

説明

Network ID

必要条件
Join mode: Do not attempt to join
説明FieldPort が接続するネットワークの識別番号を入力します。
ユーザー入力0～65535
工場設定
1447

Join key

必要条件
Join mode: Do not attempt to join
説明
ネットワークパスワードを入力します。
ユーザー入力32 文字の 16 進数
工場設定
456E6472657373202B20486175736572

Radio transmit power

必要条件
Join mode: Do not attempt to join
説明
無線信号の強度を入力します。
ユーザー入力0 または 10 dBm
工場設定
10 dBm
追加情報
当該国の法規制に応じて 0 dBm に設定可能

Endress+Hauser

53

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Join mode

FieldPort のネットワーク接続に使用するモードを選択します。
選択項目• Do not attempt to join：接続を試行しません。
• Join now：直ちに接続を試行します。
• Attempt to join on powerup or restart：電源投入時または再起動時に接続を試行します。

Join status

接続試行中の現在のステータスが表示されます。
表示される通知• Network packets heard：ネットワークパケット受信• ASN Acquired：ASN 受信• Synchronized to slot time：ネットワークとの時間同期• Advertisement heard：送信用の通知パケット受信• Join requested：接続要求送信• Retrying join：接続の再試行• Join failed：接続失敗• Authenticated：認証• Network joined：ネットワーク接続の確立• Negotiating network properties：ネットワークパラメータのネゴシエート• Normal operation commencing：通常動作開始。接続完了

10.8.3 「Burst period configuration」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Burst period configuration
このページを使用して、バーストモードの時間間隔の設定や、個々のバーストモードの有効/無効を切り替えることができます。
FieldPort SWA50 のバーストモード – 工場設定

54

Burst Mode

工場設定

1

5 分ごとに、HART コマンド 3 に準拠したフィールド機器のプロセス値が SWA50 から送信されます。

2

5 分ごとに、HART コマンド 48 に準拠したフィールド機器の診断データが SWA50 から送信されます。

3

未設定

4

5 分ごとに、HART コマンド 3 に準拠した固有のプロセス値が SWA50 から送信されます。

55 分ごとに、HART コマンド 48 に準拠した固有の診断データが SWA50 から送信されます。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

パラメータ

説明

FieldPort SWA50 (Burst Mode 4,
5)

バーストモード 4 と 5 の時間間隔を選択します。
選択項目
• 1分
• 2分
• 5分
• Custom (via DTM)：DTM で設定された時間間隔が使用されます。
工場設定
5分

Field device (Burst Mode 1, 2)

バーストモード 1 と 2 の時間間隔を選択するか、またはバーストモー
ドを無効にします。
選択項目• Off：バーストモードが無効になります。
• 8秒• 16 秒• 32 秒
• 1分
• 2分
• 5分
• Custom (via DTM)：DTM で設定された時間間隔が使用されます。
工場設定
5分

Other (Burst Mode 3)

バーストモード 3 の時間間隔を選択するか、またはバーストモードを無効にします。
選択項目• Off：バーストモード 3 が無効になります。
• Custom (via DTM)：DTM で設定された時間間隔が使用されます。
工場設定
Off

10.8.4 「Geolocation」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Gelocation
このページを使用して、FieldPort SWA50 の位置に関する情報を設定します。
パラメータ

説明

Location description

位置の説明を入力します（最大 32 文字）。

「Take over data from mobile
device」ボタン

モバイル機器に位置情報が収められている場合、SWA50 のボタンをタップして、この情報を取得できます。

Longitude

経度を入力します [°]。

Latitude

緯度を入力します [°]。

Altitude

高度を入力します [m]。

10.8.5 「Information」ページ（FieldPort SWA50）
ナビゲーション：Root menu > System > FieldPort SWA50 > Information
このページには、FieldPort SWA50 に関する情報が表示されます。

Endress+Hauser

パラメータ

説明

Wireless communication

接続タイプが表示されます（「Bluetooth」、「WirelessHART」など）

Device name

SWA50 の機器名が表示されます

Manufacturer

製造者が表示されます（この場合は「Endress+Hauser」）

Serial number

SWA50 のシリアル番号が表示されます。

Order code

オーダーコードが表示されます55

SWA50 用の SmartBlue アプリの説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Extended order code 1

拡張オーダーコード 1 が表示されます

Extended order code 2

拡張オーダーコード 2 が表示されます

Extended order code 3

拡張オーダーコード 3 が表示されます

Firmware version

有効なファームウェアバージョンが表示されます

Hardware version

有効なハードウェアバージョンが表示されます

10.9 「System：Field device」ページ
ナビゲーション：Root menu > System > Field device「Field device」ページは、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ使用できます。

10.9.1 「Device management」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > System > Field device > Device management
パラメータ

説明

Device tag

HART フィールド機器の機器タグが表示されます

10.9.2 「Information」ページ（Field device）
ナビゲーション：Root menu > System > Field device > Information
このページには、FieldPort SWA50 に接続されている HART フィールド機器に関する情報が表示されます。
この情報は、Endress+Hauser 製フィールド機器（HART 6 以上）の場合に表示され
ます。

56

パラメータ

説明

Device name

HART フィールド機器の機器名が表示されます

Manufacturer

HART フィールド機器の製造者が表示されます

Serial number

HART フィールド機器のシリアル番号が表示されます

Order code

HART フィールド機器のオーダーコードが表示されます

Extended order code 1

HART フィールド機器の拡張オーダーコードの第 1 部が表示されます

Extended order code 2

HART フィールド機器の拡張オーダーコードの第 2 部が表示されます

Extended order code 3

HART フィールド機器の拡張オーダーコードの第 3 部が表示されます

Firmware version

HART フィールド機器の有効なファームウェアリビジョンが表示されますEndress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

11

SWA50 用の DTM の説明

11.1

Identification

このページを使用して、FieldPort SWA50 の識別に必要なパラメータを設定します。
各フィールドには工場設定が表示されます。
ナビゲーション
Online parameterization > Identifcation「Identification」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Long Tag

必要条件
HART バージョン 6.0 以上の機器
説明
SWA50 のタグを入力します。
このパラメータは、ネットワークおよびプラント内の SWA50 を一意に識別するために使用されます。このパラメータは、バーストモードおよびイベント通知の設定に使用されます。
ユーザー入力最大 32 文字（ISO-Latin 1 文字セット）
工場設定
SWA50_「シリアル番号」

 WirelessHART ネットワークに固有のタグを設定する必要があります。
Device Tag

説明
SWA50 のタグを入力します。
ユーザー入力最大 8 文字（Packed ASCII 文字セット）
工場設定–

Descriptor

説明
SWA50 の説明を入力します（機能や位置情報など）。
ユーザー入力最大 16 文字（Packed ASCII 文字セット）
工場設定
SWA50

Date Code説明
特定のイベント（前回の設定変更など）の日付を入力します。
ユーザー入力DD.MM.YYYY

Endress+Hauser

57

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Message

説明
必要に応じて使用できるメッセージを入力します。
ユーザー入力最大 32 文字（Packed ASCII 文字セット）
工場設定
SWA50

Polling Address

説明
有線インタフェースの SWA50 の HART アドレスを入力します。
ユーザー入力
0～63
工場設定
15
追加情報
無線ネットワーク内の SWA50 の識別には「Long Tag」パラメータと MAC アド
レスが使用されるため、別の SWA50 機器に同じ機器アドレスを割り当てることができます。

Serial Number

説明
SWA50 のシリアル番号が表示されます。

Ext. Order Code

説明
SWA50 の詳細なオーダー番号が表示されます。

Order Code

説明
SWA50 のオーダーコードが表示されます。

Country Code

説明
SWA50 を使用する国を選択します。
工場設定
Germany
追加情報
信号強度および「Radio Power」パラメータの設定内容は、選択した国の規制に従う必要があります。

Packed ASCII 文字セットの入力が必要なパラメータに対して使用可能な文字：@ A
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /0123456789:;<=>?

11.2

Wireless Communication

このページを使用して、FieldPort SWA50 を無線ネットワークに統合するために必要なパラメータを設定します。
ナビゲーション
Online parameterization > Wireless Communication

58

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

無線通信の設定および接続の確立
1.

Join セクションでパラメータを設定します。

2.

Execute Join パラメータの >> ボタンをクリックします。
 設定がダウンロードされて SWA50 に保存されます。
接続の進捗を確認するには、"Join Status パラメータを使用します。

「Wireless Communication」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Network Identification

説明
SWA50 が接続するネットワークの識別番号を入力します。
ユーザー入力0～65535
工場設定
1447

Wireless Operation Mode 説明
接続確立時のステータス、または SWA50 の既存のネットワーク接続のステータ
スが表示されます。
表示される通知• Idle：待機中• Active Search：隣接機器を検索中• Negotiating：ネットワークマネージャと接続パラメータのネゴシエーションを実行中• Quarantined：ネットワークマネージャが接続を拒否し、ネットワークから一
時的に除外• Operational：接続が確立されている• Suspended：ネットワークから永続的に除外• Deep Sleep/Ultra-Low Power/Passive Search：SWA50 が非アクティブ
Radio Power説明
無線信号の強度を選択します。
選択項目• 0 dBm• 10 dBm
工場設定
10 dBmEndress+Hauser

59

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Join Key Part 1 of 4

説明
ジョインキー 1/4 を入力します。
ユーザー入力8 文字の 16 進数
工場設定
456E6472

Join Key Part 2 of 4

説明
ジョインキー 2/4 を入力します。
ユーザー入力8 文字の 16 進数
工場設定
65737320

Join Key Part 3 of 4

説明
ジョインキー 3/4 を入力します。
ユーザー入力8 文字の 16 進数
工場設定
2B204861

Join Key Part 4 of 4

説明
ジョインキー 4/4 を入力します。
ユーザー入力8 文字の 16 進数
工場設定
75736572

Join Mode

説明
SWA50 をネットワークに接続するイベントを選択します。
選択項目• Do not attempt to join：接続を確立しません。
• Join now：「Execute Join」パラメータの >> ボタンをクリックすると、接続が確立されます。
• Attempt to join immediately on power-up or reset：再起動の直後に接続を確立
します。
工場設定
Do not attempt to join

Execute Join

説明
ボタンをクリックすると、設定したパラメータが SWA50 に書き込まれて使用さ
れます。
追加情報
「Join Mode」パラメータで「Join now」を選択すると、SWA50 はネットワーク
への接続を試行します。

Join Status

説明
接続試行中の現在のステータスが表示されます。
表示される通知• Network packets heard：ネットワークパケット受信• ASN Acquired：ASN 受信• Synchronized to slot time：ネットワークとの時間同期• Advertisement heard：送信用の通知パケット受信• Join requested：接続要求送信• Retrying join：接続の再試行• Join failed：接続失敗• Authenticated：認証• Network joined：ネットワーク接続の確立• Negotiating network properties：ネットワークパラメータのネゴシエート• Normal operation commencing：通常動作開始。接続完了

60

Total Number of
Neighbours

説明
接続確立済みの隣接する WirelessHART 機器の数が表示されます。

Number of Advertising
Packets Received

説明
ネットワークに接続するために、隣接機器または WirelessHART ゲートウェイから送信され、SWA50 が受信した通知パケットの数が表示されます。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

パラメータ

説明

Number of Join Attempts

説明
接続が確立されるまでに SWA50 が実行した接続試行回数が表示されます。

Active Advertising ShedTime [hh:mm:ss]

説明
有効な接続要求時間を入力します。この時間内に、SWA50 は他の SWA50 機器のネットワーク接続を迅速に確立できるよう試行します。このパラメータを有効にするには、「Request Active Advertising」パラメータの >> ボタンをクリックします。
ユーザー入力HH:MM:SS
工場設定
00:40:00

Request Active
Advertising説明>> ボタンをクリックすると、「Active Advertising Shed Time [hh:mm:ss]」パラ
メータが有効になります。

Number of Neighbours
Advertising

説明
送信用の通知パケットを伝送する隣接機器の数が表示されます。

11.3

Wired Communication

このページを使用して、FieldPort SWA50 と接続された HART フィールド機器間のHART 通信に必要なパラメータを設定します。
ナビゲーション
Online parameterization > Wired Communication「Wired communication」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Polling Address

説明
SWA50 の HART アドレスが表示されます。
工場設定
15

Master Type

説明
SWA50 の HART マスタータイプを選択します。
選択項目• Primary master• Secondary master
工場設定
Secondary master
SWA50 の他に HART ループ内に配置できるのは、1 台の HART マスター のみです。このHART マスターと SWA50 に、同じマスタータイプを使用することはできません。

Endress+Hauser

61

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Preambles

説明
プリアンブル数を入力します。
ユーザー入力
5～50
工場設定
5
説明
SWA50 と HART フィールド機器間の通信確立の試行回数を入力します。

Retries

ユーザー入力2～5
工場設定
3Communication resistor

説明
HART 通信用抵抗器の取付場所を選択します。
選択項目• External：ユーザー側で用意した外部通信用抵抗器を使用します。通信抵抗≥ 250 Ohm が必要であり、SWA50 の「IN+」端子と電源（PLC、アクティブ
バリアなど）間に直列に接続する必要があります。
• Internal：SWA50 の内部通信抵抗を使用します。
工場設定
External

HART Adress Field Device 説明
HART フィールド機器の HART アドレスを入力します。
ユーザー入力0～63
工場設定
0
Field Device Database

11.4

説明
SWA50 に接続されている HART フィールド機器の HART 情報が表示されます。

Device Variable Mapping

FieldPort SWA50 は、さまざまな変数の値やステータスを出力できます。このページを使用して、ネットワークに表示される 4 つの変数 PV、SV、TV、QV を設定します。
選択可能な変数
選択項目

説明

Field Device Loop Current

フィールド機器のループ電流

RSL of Best Neighbour

最良の隣接機器の信号強度

RSL of Second Best Neighbour

2 番目に良好な隣接機器の信号強度

Temperature

SWA50 で測定された現在の温度ナビゲーション
Online parameterization > Device Variable Mapping

62

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明「Device Variable Mapping」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Select Primary Variable

説明
一次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
Temperature

Primary Variable Unit

説明
一次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定°C

Select Secondary Variable 説明
二次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
RSL of Best Neighbour
Secondary Variable Unit

説明
二次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
dBm

Select Tertiary Variable

説明
三次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
RSL of Second Best Neighbour

Tertiary Variable Unit

説明
三次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
dBm

Endress+Hauser

63

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

パラメータ

説明

Select Quaternary
Variable

説明
四次変数を選択します。
選択項目「選択可能な変数」表を参照してください。
工場設定
Field Device Loop Current

Quaternary Variable Unit

説明
四次変数の単位を選択します。
選択項目
選択項目は、選択する変数に応じて異なります。
工場設定
mA

11.5

Burst Mode

一般情報
バーストモードでは、マスターから要求がなくてもスレーブ機器がプロセス値などの情報を定期的に送信することができます。
FieldPort SWA50 は、この情報を接続された HART フィールド機器に要求し、それをWirelessHART ゲートウェイに転送します。また、SWA50 は固有のプロセス値（機器変数）を WirelessHART ゲートウェイに送信することもできます。
標準設定では、接続された HART フィールド機器から WirelessHART ゲートウェイに対して 4 つの機器変数が定期的に伝送されます。この処理には、バーストコマンド 3 番と 48 番を使用できます。両方のコマンドに同じ時間間隔を設定することをお勧めします。SWA50 は HART フィールド機器を呼び出し、機器変数を取得して、それを設定された間隔で送信します。
SWA50 用に追加のバーストモードを設定して、SWA50 の情報を WirelessHART ゲート
ウェイのホストアプリケーションでも利用できるようにすることをお勧めします。
機器変数は「Device Variable Mapping」ページ →  62 で設定できます。
• FieldCare またはその他の設定ツールからモデム（FXA 195 など）を介してSWA50 と通信している場合、バーストモードの送信は中断されます。
• 一部の HART フィールド機器でもバーストモードを送信することができます。
この場合、バーストモードは SWA50 でのみ有効にすることをお勧めします。
SWA50 のバースト設定と HART フィールド機器のバースト設定は同期されません。
「Burst Mode」ページおよび「Burst Mode 1」～「Burst Mode 5」ページ「Burst Mode」ページには、設定されているバーストモードの概要が表示されます。
「Burst Mode 1」～「Burst Mode 5」ページで最大 5 つの異なるバーストモードを設定できます。
バーストモードはオフラインモードで設定することもできます。SWA50 がネットワークに接続されると直ちにバーストモードが有効になります。
ナビゲーション
• Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode 1• Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode 2• Online parameterization > Application Settings > Burst Mode > Burst Mode ...

64

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50 のバーストモード – 工場設定
Burst Mode

工場設定

1

5 分ごとに、HART コマンド 3 に準拠したフィールド機器のプロセス値が SWA50 から送信されます。

2

5 分ごとに、HART コマンド 48 に準拠したフィールド機器の診断データが SWA50 から送信されます。

3

未設定

4

5 分ごとに、HART コマンド 3 に準拠した固有のプロセス値が SWA50 から送信されます。

55 分ごとに、HART コマンド 48 に準拠した固有の診断データが SWA50 から送信されます。

バーストモードの設定

Endress+Hauser

1.

バーストモードの設定用ページを開きます（Burst Mode 1 ページなど）。

2.

Burst Mode Control Code パラメータで On を選択します。
 入力フィールドの色がグレーから白に変化し、入力可能になります。

3.

Device Index パラメータで、「SWA50」または接続されている HART フィールド
機器を選択します。

4.

Period パラメータで、SWA50 が機器変数を送信するまでの時間間隔を入力します。

5.

Burst Command Number パラメータでバーストコマンドの番号を選択します。

6.

Apply ボタンをクリックします。
 設定がダウンロードされて SWA50 に保存されます。

7.

OK をクリックしてプロンプトを確認します。
 SWA50 がネットワークに接続されると直ちにバーストモードが有効になります。
SWA50 がネットワークに接続されていない場合、メッセージが表示されます。OK を選択してメッセージを確認します。SWA50 がネットワークに接続
されると直ちにバーストモードが有効になります。

65

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50「Burst Mode X」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Burst Mode Control Code

説明
バーストモードを有効化/無効化します。
選択項目• Off：バーストモードが無効になります。入力フィールドはグレー表示になり、入力できません。
• On：バーストモードが有効になります。入力フィールドは白色になり、入力可能になります。
工場設定• バーストモード 1、2、4、5：On• バーストモード 3：Off

Device Index

必要条件
Burst Mode Control Code: On
説明
バーストモードが有効である機器を選択します。
選択項目• SWA50• Connected field device（接続されているフィールド機器）
工場設定
SWA50

Period [hh:mm:ss]

必要条件
Burst Mode Control Code: On
説明
SWA50 が機器変数を WirelessHART ゲートウェイに送信するまでの時間間隔を入力します。
ユーザー入力• 00:00:08• 00:00:16• 00:00:32• 00:01:00 以上：任意の時間を入力可
工場設定
05:00:00

66

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

パラメータ

説明

Burst Command Number

必要条件
Burst Mode Control Code: On
説明
バーストコマンド番号を選択します。バーストコマンドの説明：下表を参照してください。追加情報については、HART 仕様を参照してください。
選択項目/ユーザー入力• Device Index「SWA50」の場合：ドロップダウンリストから 3、9、または 48
を選択します。
• Device Index「Connected field device（接続されているフィールド機器）」の場
合：1、2、3、9、33、または 48 を入力します。
工場設定
1
追加情報
• 接続されているフィールド機器に対して任意のコマンドを設定できます。設
定可能なコマンドについては、取扱説明書を参照してください。
• 不明な場合は、コマンド 3 および 48 を使用してください。

Device Variable Code 0～
Device Variable Code 7

必要条件• Burst Mode Control Code: On• Burst Command Number：9 または 33
説明
バーストモードを使用して送信する機器変数を選択します。
選択項目/ユーザー入力• Device Index「SWA50」の場合：ドロップダウンリストから機器変数コード
を選択します。
• Device Index「Connected field device（接続されているフィールド機器）」の場
合：機器変数コードを入力します。
工場設定
250
追加情報
接続されているフィールド機器の機器変数については、フィールド機器の関連資料を参照してください。

SWA50 の バーストコマンドの説明
バーストコマンド説明

3

4～20 mA 信号と最大 4 つの事前定義済み機器変数の値ならびにその単位を送信します。機器変数：→  62

9

Device Variable Code 0～Device Variable Code 7 フィールドが有効になります。
最大 8 つの機器変数の値、単位、ステータスを送信します。

48

追加の機器ステータスを送信します。

SWA50 に接続されているフィールド機器のバーストコマンドの説明

Endress+Hauser

バーストコマンド説明

1「一次変数」（PV）の値と単位を送信します。

2

4～20 mA 信号の値とそれに対応する値（パーセント値）を送信します（例：4 mA および 0 %、12 mA および 50 %）。

3

4～20 mA 信号と最大 4 つの事前定義済み機器変数の値ならびにその単位を送信します。機器変数：PV、SV、TV、QV

9

Device Variable Code 0～Device Variable Code 7 フィールドが有効になります。
最大 8 つの機器変数の値、単位、ステータスを送信します。

33

Device Variable Code 0～Device Variable Code 3 フィールドが有効になります。
最大 4 つの機器変数の値と単位を送信します。

48

追加の機器ステータスを送信します。

67

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50

11.6

Event Notification

一般情報
イベント通知はバーストモード（バーストメッセージ）に類似した特別なアプリケーシ
ョンです。イベント通知は、バーストモードによるデータ送信の有無に関係なく、機器設定または機器ステータスが変更された場合に直ちに送信されます。イベント通知には、機器ステータスバイト、拡張機器ステータスバイト、およびコマンド 48 に含まれるステータスを使用できます。イベント通知を発信する特定の数のビットを設定できます。
イベント通知の優先度はバーストモード（バーストメッセージ）よりも低くなります。
イベント通知には、その通知が最初に発信された時間を示すタイムスタンプが付加されます。最大 2 種類のイベント通知を設定できます。
「Event Notification Control Code」ページおよび「Event Notification Control Code 1」/「Event Notification Control Code 2」ページ「Event Notification Control Code」ページには、設定されているイベント通知の概要が表示されます。「Event Notification Control Code 1」および「Event Notification Control
Code 2」ページでは、2 種類のイベント通知を設定できます。
イベント通知はオフラインモードで設定することもできます。FieldPort SWA50 がネットワークに接続されると直ちにイベント通知が有効になります。
ナビゲーション
• Online parameterization > Application Settings > Event Notification > Event
Notification 1• Online parameterization > Application Settings > Event Notification > Event
Notification 2

イベント通知の設定
1.

イベント通知の設定用ページを開きます（Event Notification Control Code 1 ペー
ジなど）。

2.

Event Notification Control Code パラメータの「Event」タブで、On を選択します。
 入力フィールドの色がグレーから白に変化し、入力可能になります。

3.

Device Index パラメータで、「SWA50」または接続されている HART フィールド
機器を選択します。

4. 「Event」タブの残りのパラメータを設定します。
5. 「Standard Event Mask」タブで、必要なイベント通知を有効にします。これを行
うには、特定のイベントの前にあるチェックボックスをオンにします。複数の通知を選択できます。

68

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

6. 「Device-Specific Event Mask」タブで、必要なイベント通知を有効にします。これを行うには、特定のイベントの前にあるチェックボックスをオンにします。複数の通知を選択できます。「Device Index」パラメータで選択した機器の取扱説明書に従ってください。

Endress+Hauser

7.

Apply（適用）ボタンをクリックします。
 設定がダウンロードされて SWA50 に保存されます。

8.

OK ボタンをクリックします。
 SWA50 がネットワークに接続されている場合、直ちにイベント監視が開始されます。
SWA50 がネットワークに接続されていない場合、メッセージが表示されます。OK をクリックしてメッセージを確認します。SWA50 がネットワークに接続されると直ちにイベントが有効になります。

69

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50「Event Notification」の「Event」タブのパラメータの説明
パラメータ

説明

Event Notification
Control Code説明イベント監視モードの有効/無効を切り替えます。
選択項目• Off：イベント監視モードは無効になります。入力フィールドはグレー表示になり、入力できません。
• On：イベント監視モードが有効になります。入力可能になります。
工場設定
Off
追加情報
「Apply」ボタンをクリックすると、イベント監視パラメータが SWA50 に書き込まれます。

Device Index

必要条件
Event Notification Control Code: On
説明イベント監視パラメータが有効である機器を選択します。
選択項目• SWA50• Connected field device（接続されているフィールド機器）
工場設定
SWA50

Event Notification Retry
Time

必要条件
Event Notification Control Code: On
説明イベント通知の送信を試行してから次に送信を再試行するまでの時間間隔を入力します。送信は、SWA50 が確認応答を受信するまで繰り返されます。
ユーザー入力• 00:00:01• 00:00:02• 00:00:04• 00:00:08• 00:00:16• 00:00:32• 00:01:00 以上：任意の時間を入力可
工場設定
00:30:00

Maximum Update Time

必要条件
Event Notification Control Code: On
説明
イベント変更が発生しない場合に使用される最大時間を入力します。イベントが発生しない場合、この時間の経過後に SWA50 がイベント通知を送信します。
この時間内にイベント通知が発生した場合は、タイマーが再始動します。
ユーザー入力• 00:00:01• 00:00:02• 00:00:04• 00:00:08• 00:00:16• 00:00:32• 00:01:00 以上：任意の時間を入力可
工場設定
00:30:00

Event Debounce Interval

必要条件
Event Notification Control Code: On
説明イベント通知の送信に必要なイベントの持続時間を入力します。

70

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

パラメータ

説明

Event Status

必要条件
Event Notification Control Code: On
説明
送信後に確認応答を行わないイベント通知を示します。このチェックボックスをオンにすると、イベント通知は送信されますが、確認応答は行われません。
監視対象イベント• Configuration changed（設定変更）• Device status（機器ステータス）• Additional status information available（追加のステータス情報を取得可能）
工場設定
すべてのチェックボックスがオフ

First unACK Time

必要条件
Event Notification Control Code: On
説明「Event Status」パラメータで示されたイベント通知がアクティブである時間を
示します。
工場設定
00:00:00「Event Notification」の「Standard Event Mask」タブのパラメータの説明

Endress+Hauser

パラメータ

説明

Device Status

選択項目• Primary variable out of limits：一次変数（PV）がリミット値超過• Non-primary variable out of limits：非一次変数（SV、TV、QV）がリミット値
超過• Loop current saturated：ループ電流飽和• Loop current fixed：ループ電流の固定値• More status available：追加のステータス情報を取得可能• Cold start：コールドスタート• Configuration changed：設定変更• Device malfunction：機器エラー

Extended Device Status

選択項目• Maintenance required：メンテナンスが必要• One of the device variables is an Alarm or Warning State：機器変数の 1 つがア
ラームまたは警告状態• Critical power failure：重大な電源障害• Power failure：エラー• Out of specification：仕様範囲外• Function check：機能チェックが必要

Loop Current Saturated

DTM を参照してください。

Loop Current Fixed

DTM を参照してください。

Standardized Status 0

DTM を参照してください。

Standardized Status 1

選択項目• Device variable simulation active：機器変数のシミュレーションが有効• Non volatile memory defect：フラッシュメモリの故障• Volatile memory defect：RAM の不良• Software malfunction：ソフトウェアの動作不良（ウオッチドッグの再起動）• Power supply conditions out of specification：電源が仕様範囲外• Adapter temperature out of specification：周囲条件が仕様範囲外• Adapter hardware is defect：電子モジュールの故障• Device configuration locked：機器設定のロック

Standardized Status 2

DTM を参照してください。

Standardized Status 3

DTM を参照してください。

71

SWA50 用の DTM の説明

FieldPort SWA50「Event-Notification」の「Device-Specific Event Mask」タブのパラメータの説明
機器固有イベントの監視• HART フィールド機器：接続されている HART フィールド機器の取扱説明書を参照してください。
• FieldPort SWA50：下表を参照してください。
FieldPort SWA50 の標準イベントの監視
トラブルシューティング方法については、「診断」セクション（→  81）の対応
する診断番号を参照してください。
バイト

ビット

説明

診断番号

0

0

これまで接続は試行されていません。

901

1

アダプタが無線ネットワークに接続されていません。

506

2

隣接機器に対する代替パスがありません。

507

3

アダプタにジョインキーがありません。

505

4

アダプタが無線ネットワークへの接続を確立できませんで
した。

503

5

WirelessHART が起動しました。

904

6

Bluetooth 接続が有効です。

900

7

–

–

0

アダプタがフィールド機器と通信できません。

504

1

HART モデム（ループ電流）のエラー

803

2～4

–

–

5

アダプタが設定モードです。

508

6

アダプタが接続機器を検索中です。

903

7

–

–

0

アダプタハードウェアの故障

316

1

アダプタが自己テストを実行中です。

202

2アダプタ温度が許容範囲外です。

825

3

–

–

4

フラッシュメモリの書込サイクル数が臨界しきい値を超過しています。

314

5

フラッシュメモリの書込サイクル数が最大値を超過してい
ます。

315

6～7

–

–

0～5

–

–

6

フィールド機器のないバーストまたはイベント通知

500

7

–

–

0

有線機器に追加ステータス情報があります。

502

1

有線機器が正常に動作していません。

501

2～7

–

–

0

未使用

–

1

DIP スイッチ 1：Bluetooth 通信が有効

509

2

DIP スイッチ 2：ファームウェアアップデートが有効

510

3

DIP スイッチ 3：Bluetooth 経由の設定が有効

511

4

DIP スイッチ 4：予備が有効

512

5

–

–

1

2

3

4

5

72

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

SWA50 用の DTM の説明

バイト

Endress+Hauser

ビット

説明

診断番号

6

無線モジュールが起動しました。

905

7

エネルギー節約モード（< 60° および < 4.0 mA）

906

73

診断

FieldPort SWA50

12

診断

12.1

診断機能の呼び出し

Field Xpert での診断機能の呼び出し‣ DTM functions の Diagnosis メニューを選択します。
 「Diagnosis」ウィンドウが表示されます。
FieldCare での診断機能の呼び出し
1.

ネットワークビューで、SWA50 をクリックします。

2.

コンテキストメニューを開きます。

3.

Diagnosis メニューを選択します。
 「Diagnosis」ウィンドウが表示されます。

12.2

Identification

Diese Seite zeigt Informationen zum FieldPort SWA50.
Navigation
Diagnosis > Identification

Parameterbeschreibung Seite "Identification"

74

Parameter

Beschreibung

Long Tag

Zeigt die lange Zeichenkette, die für den SWA50 eingegebene wurde.
Der Parameter dient der eindeutigen Identifikation des SWA50 im Netzwerk undin der Anlage. Der Parameter wird zur Einstellung des Burst-Modus und derEreignisbenachrichtigung genutzt.

Device Tag

Zeigt den Geräte-TAG, der für den SWA50 eingegeben wurde.

Descriptor

Zeigt die Beschreibung, die für den SWA50 eingegebene wurde.
Der Parameter dient zur Beschreibung des SWA50 wie z.B. Funktion oderStandort.

Date CodeZeigt das Datum, das für den SWA50 eingegeben wurde.
Das Datum dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Ereignisses wie z.B. derletzten Änderung.

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

診断

Parameter

Beschreibung

Message

Zeigt die eingegebene Nachricht
Die Nachricht kann beliebig verwendet werden. Die Nachricht wird auf
Anforderung des Masters über das HART-Protokoll gesendet

Real Time Clock Time

Zeigt die Netzwerksystemzeit.

Real Time Clock Date

Zeigt das Netzwerksystemdatum.

Serial Number

Zeigt die Seriennummer des SWA50.

Device Revision

Zeigt die Geräte-Version des SWA50.

Software Revision

Zeigt die Software-Version des SWA50.

Hardware Revision

Zeigt die Hardware-Version des SWA50.

Universal Command
Revision

Zeigt die HART-Protokollversion, die der SWA50 unterstützt.

Ext. Order CodeZeigt die ausführliche Bestellnummer des SWA50.

Order CodeZeigt die Bestellnummer des SWA50.

ENP Version

Zeigt die Version des elektronischen Typenschilds des SWA50.

12.3

Wireless Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum Betrieb des FieldPort SWA50. Die Informationen
werden alle fünf Minuten aktualisiert.
Navigation
Diagnosis > Wireless Communication

Parameterbeschreibung Seite "Wireless Communication"

Endress+Hauser

Parameter

Beschreibung

Network Identification

Zeigt die Identifikationsnummer des Netzwerks, mit dem sich der SWA50
verbindet.

MAC

Zeigt die MAC-Adresse des SWA50 .

Nickname

Zeigt den Kurznamen des SWA50 für den internen Gebrauch im Netzwerk.

75

診断

FieldPort SWA50

Parameter

Beschreibung

Total Number of
Neighbours

Zeigt die Anzahl der WirelessHART-Geräte, die in der Umgebung des SWA50
wurden und zu denen eine Verbindung besteht.

Wireless Health Status

Zeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation• Index: Kennung des Nachbar-Geräts• Nickname: Kurzname des Nachbar-Geräts• Mean RSL dBm: Mittlere Signalstärke des Nachbars, seit dem der SWA50 eine
Verbindung zum Netzwerk aufgebaut hat• Packets Transmitted: Anzahl der Pakete, die von dem SWA50 versendet
wurden, seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht• Failed Transmits: Anzahl der Pakete, die von dem SWA50 versendet wurden
und die ihren Bestimmungsort nach Wiederholungen nicht erreicht haben,
seit dem eine Verbindung zum Netzwerk besteht• Packets Received: Anzahl der Pakete, die der SWA50 erhalten hat, seit dem
eine Verbindung zum Netzwerk besteht
Diese Parameter zeigen die Werte seit dem letzten erfolgreichen
Verbindungsaufbau des SWA50 mit dem WirelessHART-Netzwerks. Wird die
Verbindung unterbrochen, werden die Werte zurückgesetzt.

12.4

Wired Communication

Diese Seite zeigt Informationen zum HART-Feldgerät, das an dem FieldPort SWA50
angeschlossen ist.
Navigation
Diagnosis > Wired Communication

Parameterbeschreibung Seite "Wired Communication"
Parameter

Beschreibung

Number of Devices

Zeigt folgendes:• 0: Kein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen.
• 1: Ein HART-Feldgerät ist am SWA50 angeschlossen.

Wired Communication
StatusZeigt wichtige Parameter zur Netzwerk-Kommunikation• Index: Kennung des angeschlossenen HART-Feldgeräts• Long Tag or Message: Long Tag des angeschlossenen HART-Feldgeräts• STX Count: Anzahl der Rückmeldungen, die der SWA50 von dem
angeschlossenen HART-Felgerät erhalten hat• ACK Count: Anzahl der Rückmeldungen von HART-Feldgeräten, die der
SWA50 erhalten hat• BACK Count: Anzahl Burst-Modi

12.5

Health Status

Diese Seite zeigt Diagnoseinformationen für den FieldPort SWA50 gemäß folgenden
Richtlinien und folgender Spezifikation:• NAMUR-Richtlinie NE 107• ASM-Richtlinien• HART-Spezifikation
76

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

診断

12.5.1

NAMUR NE 107

Navigation
Diagnosis > Health Status > NAMUR

Mögliche Gerätestatus
GerätestatusÜbersetzung

Good

Gut

Failure (F)Ausfall

Maintenance required (M)Wartungsbedarf

Out Of Specification (S)Außerhalb der Spezifikation

Function Check (C)Funktionskontrolle

12.5.2ASM

Navigation
Diagnosis > Health Status > ASM

Mögliche Gerätestatus

Endress+Hauser

GerätestatusÜbersetzung

Good

Gut

Faults in the sensor or actuator element

Fehler im Sensor oder in der Stelleinrichtung

Faults in the electronics

Fehler in der Elektronik

Installation faults, fault during start-up

Installationsfehler, Fehler während derInbetriebnahme

Faults due to process influence, faults due to noncompliance with specified operating conditions

Prozessfehler, Fehler wegen Nichtbeachtung
spezifischer Betriebsbedingungen

77

診断

FieldPort SWA50

12.5.3

HART

Navigation
Diagnose > Health Status > HART

Wenn ein Kontrollkästchen markiert ist, ist die Aussage zutreffend.
Mögliche Gerätestatus

78

Parameter

Beschreibung

Configuration ChangeCounter

Zeigt die Anzahl der KonfigurationsänderungenConfiguration Changed
Flag

Zeigt eine Änderung in der Konfiguration seit der letzten Kommunikation

Reboot Counter

Zeigt die Anzahl der Neustarts des SWA50

Real Clock Time

Zeigt die Systemuhrzeit

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

その他の DTM 機能

13

その他の DTM 機能

13.1

Lock / Unlock

このページを使用して、DTM 経由の不正アクセスから FieldPort SWA50 を保護します。
ロックを有効にして DIP スイッチ 3 を「オン」に設定しても、Bluetooth 経由の設定は可能なままです。
「Standardized Status 0」セクションの「機器の書き込み保護（Device configuration
locked）」を有効にして、DIP スイッチ 3 を「オフ」に設定した場合、Bluetooth 経由の設定を実行できなくなります。

「Lock / Unlock」ページのパラメータの説明
パラメータ

説明

Lock Code

SWA50 に対する DTM のロックタイプを選択します。
選択項目• Unlocked：SWA50 は保護されません。すべてのパラメータを変更できます。
• Lock Temporary：SWA50 はロックされます。SWA50 が再起動されるか、または電源異常（停電）が発生した場合、ロックは解除されます。
• Lock Permanent：SWA50 は常時ロックされます。SWA50 が再起動されるか、または電源異常（停電）が発生しても、ロックは解除されません。このロッ
クは「Lock Code」パラメータを使用して解除できます。
• Lock All：SWA50 は、すべてのマスターに対して常時ロックされます。
「Lock Code」パラメータで選択項目を変更した場合、新しい選択項目が直ちに有効になります。

Lock Status

SWA50 に対する DTM の現在のアクセスステータスが表示されます。
チェックボックスをオンにすると、その項目の内容が適用されます。
表示される通知• Device Locked：SWA50 はロックされています。
• Lock is Permanent：常時ロックされています。
• Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master)：SWA50 はプライマリ
マスターによってロックされています。機器のロックを解除するには、セカ
ンダリマスターを再起動する必要があります。
• Configuration cannot be changed：設定変更不可• Locked by Gateway：SWA50 はゲートウェイによってロックされています。

Endress+Hauser

Lock CodeLock Status

Unlocked–

Lock Temporary

Device Locked

Lock Permanent

Lock is Permanent

Lock All

Device Locked、Locked is permanent、Configuration can not be changed–

Locked by Primary Master (Reset if Secondary Master)
プライマリマスターによるロックが作動しています。

79

その他の DTM 機能

80

FieldPort SWA50

Lock CodeLock Status

Lock All

Configuration cannot be changed–

Locked by Gateway
ゲートウェイによるロックが作動しています。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

診断およびトラブルシューティング

14

診断およびトラブルシューティング

14.1

診断

診断イベントが発生した場合、Netilion ではステータス信号とともに、NAMUR NE 107に準拠したイベントレベルに対応したシンボルが表示されます。
• 故障（F）• 機能チェック（C）• 仕様範囲外 (S)• メンテナンスが必要 (M)
診断番 ショートテキスト
号

対策

ステ
ータ
ス信
号

電子モジュール
202

自己テストの実行中です。

自己テストが完了するまでお待ちください。

F314

メモリの書込サイクル数が臨界値に達し • 周期的な設定変更が自動的に FieldPort に送ています。
信されていないことを確認します。
• FieldPort を交換します。

M

315

FieldPort のハードウェアの故障

FieldPort を交換します。

F

316

FieldPort のハードウェアの故障

FieldPort を交換します。

F

500

バースト/イベントテーブル内の不正確
な入力

–

M

501

HART フィールド機器が正常に動作していません。

HART フィールド機器を確認します。

F

502

HART フィールド機器の追加のステータ
ス情報

–

F

503

WirelessHART 接続に失敗しました。

• 無線機器が規定範囲内に配置されていることを確認します。
• 正しいジョインキーを入力します。
• 正しいネットワーク ID を入力します。
• ネットワークが WirelessHART に対応していることを確認します。

F

504

FieldPort が HART フィールド機器と通信できません。

• HART フィールド機器を接続します。
• HART フィールド機器および配線を確認します。
• HART フィールド機器の HART アドレスを確認します。
• Start-up time を増やします。

F

505

FieldPort にジョインキーがありません。 ジョインキーを入力します。

506

FieldPort が WirelessHART ネットワーク • Join Key とネットワーク ID を確認し、Cに接続されていません。
FieldPort をネットワークに接続します。
• FieldPort が接続済みの場合は、信号パスを確
認します。

507

代替の WirelessHART 信号パスがありません。

下記の「診断番号 507」の説明を参照してくだ
さい。

–

508

FieldPort が設定モードです。

–

–

509

DIP スイッチ 1：Bluetooth 通信が有効

–

–

510

DIP スイッチ 2：ファームウェアアップデ –
ートが有効

–

511

DIP スイッチ 3：Bluetooth 経由の設定が –
有効

–

設定

Endress+HauserC81診断およびトラブルシューティング

FieldPort SWA50

診断番 ショートテキスト
号

対策

ステ
ータ
ス信
号

512

–

–

DIP スイッチ 4：予備

プロセス
803

ループ電流

• 配線を確認します。ループ電流の許容範囲は3.6 mA～22.5 mA です。
• HART フィールド機器を交換します。

F

825

動作温度

• 周囲温度を確認します。
• プロセス温度を確認します。

S

900

Bluetooth 接続による機器設定

–

–

901

WirelessHART 経由の接続試行がまだ開始されていません。

Join Key とネットワーク ID を入力し、接続試行 –を開始します。

903

FieldPort が接続機器を検索中です。

–

–

904

WirelessHART スタックが起動しました。 ––905

無線モジュールが起動しました。

–

–

906

省電力モード––診断番号 507
WirelessHART ネットワーク内の WirelessHART ゲートウェイとの通信を保証するために、ゲートウェイの仕様により、1 台の接続機器は 1 台の隣接機器とのみ通信できます。
WirelessHART ネットワーク内の複数の接続機器が 1 台の隣接機器とのみ通信していると思われる場合は、以下の手順を実行してください。
1.

WirelessHART ゲートウェイのネットワーク接続機器の信号経路を確認します。

2.

複数のネットワーク接続機器が 1 台の隣接機器とのみ通信している場合、接続機器の機能および接続機器間の信号経路を確認します。

3.

必要に応じて、適切な位置にリピーターを取り付けます。

14.2

トラブルシューティング

エラー

対処方法

HART フィールド機器と FieldPort FieldPort の HART パラメータの設定を確認します。
間の通信がありません。
• SmartBlue アプリ：
Root menu > System > FieldPort SWA50 > Connectivity > HART
Configuration →  52
• Field Xpert および FieldCare：「Wired communication」ページ →  61
FieldPort と SmartBlue アプリ間の Bluetooth 通信がありません。

Bluetooth 通信が有効であるかどうかを確認します →  43。

FieldPort と Field Xpert 間のBluetooth 通信がありません。

Bluetooth 通信が有効であるかどうかを確認します →  43。

SmartBlue アプリに他社製 HART 他社製 HART フィールド機器の場合は、Field Xpert を使用します。
フィールド機器のプロセス値が表
機器変数については、技術仕様書（TI01468S）を参照してくださ示されません。
い。



FieldPort が WirelessHART ネット • 接続の確立には数分かかる場合があります。
ワークに接続されません。
• FieldPort および WirelessHART ゲートウェイのネットワーク ID とネットワークアクセスキーを確認します。FieldPort およびWirelessHART ゲートウェイでは、同じネットワーク ID とネットワークアクセスキーを使用する必要があります。
• FieldPort が正しく取り付けられていることを確認します。

82

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

メンテナンス15

メンテナンス

15.1

一般的なメンテナンス

機器の外観検査を定期的に行うことをお勧めします。

15.2

ファームウェアアップデート

SmartBlue アプリを使用して FieldPort SWA50 のファームウェアアップデートを行うことができます。
必須条件• スマートフォンのバッテリが充電済みであるか、またはスマートフォンが電源に接続されています。
• スマートフォンの Bluetooth 信号品質が良好です。
• FieldPort SWA50 の場合、DIP スイッチ 2 をオンに設定する必要があります →  43。
（DIP スイッチ 2 の工場設定：オン）
注記
ファームウェアアップデート中のエラー。ファームウェアアップデートでは、ファーム
ウェアパッケージのアップロードや新規ファームウェアのインストールなどが行われます。
不適切なファームウェアインストール‣ ファームウェアアップデートプロセス全体を通して電源電圧を印加する必要があります。
‣ ファームウェアアップデートプロセス全体を通して 10 mA 以上のループ電流が必要です。ファームウェアアップデートでは、ファームウェアパッケージのアップロードや新規ファームウェアのインストールなどが行われます。
‣ ファームウェアアップデートが終了するまでお待ちください。ファームウェアアップデートには 10～20 分程度かかります。WirelessHART ネットワークに対するFieldPort SWA50 の接続がアクティブである場合、ファームウェアのダウンロード
所要時間が長くなります。
ファームウェアアップデート時には、接続された HART フィールド機器で 10 mA以上の電流を生成する必要があります。これを行うには、たとえば、HART フィー
ルド機器で電流出力をシミュレートします。電流値は、SmartBlue アプリの「Device information」ページで確認できます。→  44
FieldPort SWA50 に HART フィールド機器が接続されていない場合、または HART
フィールド機器にアクセスできない場合、ループ電流は 10 mA 以上であると推定されます。この場合、SmartBlue アプリにはループ電流 20 mA が表示されます。
→  32Endress+Hauser

1.

更新パッケージを SmartBlue アプリにコピーします。

2.

Firmware update ページを開きます。ナビゲーション：Root menu > System >FieldPort SWA50 > Connectivity > Bluetooth configuration3.

使用可能なパッケージのリストから更新パッケージを選択します。

83

メンテナンス

FieldPort SWA50

 24 「Firmware update」ページ

84

1

パッケージの例

4.

Start update ボタンをタップして、ファームウェアパッケージを FieldPort SWA50にアップロードします。アップデートをアップロードできない場合、エラーメッ
セージ「Internal firmware update error（ファームウェアアップデートの内部エラー）」が表示されます。

5.

ファームウェアパッケージがアップロードされるまで待機します。ファームウェ
アパッケージのアップロードには 5～10 分程度かかります。残り時間が表示されます。WirelessHART ネットワークに対する FieldPort SWA50 の接続がアクティブである場合、アップロードの所要時間が長くなります。
 ファームウェアパッケージのアップロードが正常に完了すると、以下の画面が表示されます。

6.

新規ファームウェアのインストール時に 10 mA 以上のループ電流が流れていることを確認します。

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

メンテナンス

7.

Apply ボタンまたは Later ボタンをタップします。
 Apply ボタン：FieldPort SWA50 で新規ファームウェアのインストールが直ちに開始されます。
Later ボタン：次回の FieldPort SWA50 の再起動時に、新規ファームウェアのインストールが実行されます。

8.

新規ファームウェアのインストールが完了するまで待機します。新規ファームウ
ェアのインストール中は、FieldPort SWA50 または接続されたフィールド機器はSmartBlue アプリのライブリストに表示されなくなります。ファームウェアのイ
ンストールが正常に完了するまで、機器はライブリストに表示されません。インストールには 6 分程度かかります。

9.

再び FieldPort SWA50 を SmartBlue アプリに接続します。

10. 「Firmware version」パラメータを使用して、新しいファームウェアがインストー
ルされているかどうかを確認します。→  55
ファームウェアパッケージが完全にアップロードされていない場合、または正しくインストールされていない場合、FieldPort SWA50 は以前のファームウェアで動作します。

Endress+Hauser

85

修理

FieldPort SWA50

16

修理

16.1

一般的注意事項

修理を実施できるのは、Endress+Hauser のスタッフまたは Endress+Hauser が提供する訓練を受け、許可を与えられた作業員のみです。

16.2

廃棄

電子・電気機器廃棄物（WEEE）に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴ
ミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために
Endress+Hauser へご返送ください。

86

Endress+Hauser

FieldPort SWA50

アクセサリ

17

アクセサリ

オプションアクセサリ：
取付金具（オーダー番号：71520242）
アクセサリの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店（www.addresses.endress.com）にお問い合わせいただくか、または製品ページをご覧ください。

Endress+Hauser

87

技術データFieldPort SWA50

18

技術データ

「技術データ」の詳細については、技術仕様書（TI01468S）を参照してください88

Endress+Hauser

Endress+Hauser

Diagnostics

Root menu

SystemApplication

Device information

Reachable devices

Field device 1), 2)

FieldPort SWA50

Field device

2)

FieldPort SWA50

Field device 1), 2)

FieldPort SWA50

WirelessHARTInformation1), 2)

Device managem.1), 2)

Information

Geolocation

Burst period config.

Connectivity

Device management

HART Info1), 2)

Measured values 2)

HART Info

Measured values

WirelessHART config.

HART configuration

Bluetooth config.

Firmware update

Change Bluetooth
password

FieldPort SWA50
付録

19
付録

19.1
メニュー一覧（SmartBlue アプリのナビゲーション）

19.1.1
FieldPort SWA50（WirelessHART バージョン）

1）というマーク付きのページおよびパラメータは、Endress+Hauser 製機器の場合にのみ表示されます。

2）というマーク付きのページおよびパラメータは、フィールド機器が FieldPort に接続されている場合に表示されます。

A0043771

89

*71662154*
71662154www.addresses.endress.com