ジュニア

非接触温度計ツー

ノンタッチ チェッカーズ『どーぞ君Ｊｒ．２』

３−２．電源の供給方法

取扱説明書
2022/10 Ver.1.01

このたびは、ノンタッチ チェッカーズ『どーぞ君Ｊｒ.２』をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書（以下、本紙）は、『どーぞ君Ｊｒ.２』（以下、本製品）の設置方法、測定方法、設定方法を説明いたします。

本製品の電源は、「USB ケーブルによる給電」または「単三乾電池 4 本」のいずれかで給電できます。

【ご注意】乾電池 / 充電式電池を入れた状態で、USB ケーブルによる給電を行わないでください。
USB 電源で動作させる場合

乾電池で動作させる場合

１. 特長
・「額」または「手のひら」を、５cm〜１０cmに近づけて温度を測定できるため、衛生的です。
・測定結果を音声でお知らせします。温度が高い場合は、警告ランプの点滅と警報音でお知らせします。
・過去３２件分の測定した結果を、確認することができます。
・設定画面から、警告温度の変更、音量の変更をすることができます。

電源アダプタ【構成品】非接触温度計本体、USB ケーブル (2.5m)、USB 電源アダプタ、取り付けネジ、粘着テープ、外部接続端子、取扱説明書、付属シール

２. 各部の名称【液晶画面の説明】
Count Mode
Body Mode
Surface Mode

三脚取付け穴USB Type-C 端子

電源スイッチ４. 測定方法

外部出力端子吊下げ穴
赤外線温度計
赤外線測距センサー

M

液晶画面
アラームランプ

本体下面の USB 端子に、USB Type-C ケーブルを接続します。 裏面のカバーを取り外して、単三乾電池４本を入れます。
もう片方に USB 電源アダプタを接続して電源を供給します。 ※乾電池は、お客様側でご用意ください。
※充電式電池を入れて充電することはできません。

History Temp
Envionment Temp

【測定時の注意】必ずお読みください。
・本製品は表面温度を測定します。測定する場合、額または手のひらに、水 ( 汗 )、油、濃いメイク、および深いシワがある
場合、測定温度が実際の温度より低くなる場合があります。また、額で測定する場合、髪や帽子等で覆わないでください。
・寒い屋外環境から入ってすぐに測定すると、額や手のひらが冷えているため低い温度が測定されます。
暖かい室内で３分程度経ってから測定してください。

測定モード表示（カウント計測・人体温度計測・表面温度計測）
ステータス表示（音量・電池残量）
測定結果（温度・カウント値）
温度単位（摂氏・華氏）
設定項目（Ｆ＊）または履歴番号（Ｍ＊＊）
測定温度履歴、周囲温度測定時の周囲温度を表示

電池カバー

切り替えボタン
設定ボタン※液晶画面に保護フィルムが貼られています。ご使用前に保護フィルムをはがしてください。

３. 設置方法

ピィ

本製品は、「吊下げ穴に引っ掛ける」、「粘着テープを貼る」、「三脚に取り付ける」３通りの方法で設置できます。
電源は、「USB ケーブルによる給電」または「単三乾電池 4 本」のいずれかで給電できます。
【設置時の注意】必ずお読みください。
・日光の当たる方向に向けて設置しないでください。日光の影響により測定できない場合があります。
・周囲温度が１０℃以下で設置すると、正しい温度が測定されず通常より高い温度が測定されます。ご注意ください。
・本製品を、壁面等に貼り付けて設置する場合、安定して取り付けられる場所に設置してください。
粘着テープを使用する際、取り付ける壁面等の材質や形状（凹凸がある）ほこりなどによっては接着力が弱くなる場合があります。その結果、本体が落下する恐れがあり、破損やケガの原因となります。
・本製品を、取り付けネジを使って壁面に取り付ける場合、壁面内の配線や配管ガス管・水道管等を傷つけないように作業をしてください。ネジなどで配線や配管を傷つけると、火災・感電の原因となります。
・その他の注意事項については、本紙裏面の【８．注意事項】をお読みください。
・乾電池 / 充電式電池を入れた状態で、USB ケーブルによる給電を行わないでください。

①

上部の電源スイッチを「オン (｜)」にします。

②

本製品の温度センサー前に、「額」または「手のひら」を、5 〜 10cm の距離に近づけて、0.5 秒間待ちます。

③

デジタル表示で温度が表示されます。

３−１．設置パターン

５. 測定履歴の確認

吊下げ穴に引っ掛ける

粘着テープを貼る

三脚に取り付ける

・37.2℃以下※の場合、緑色ランプが１回点滅して、「ピィ」と鳴り、「温度正常」とメッセージが流れます。
・37.3℃以上※の場合、赤色ランプが点灯して、「ピィピィピィピィ」と警報音が約 10 秒間流れます。
・34.5℃未満の場合、緑色ランプが２回点滅して、「ピィピィ」と鳴ります。測定し直してください。
・「ＨＩ」と表示された場合、42.5℃以上であることを示します。
※アラーム温度が 37.3℃に設定されている場合過去に測定した３２件分の測定履歴が確認できます。
「History Temp」と表示されている場合、中央の数値が測定された温度です。
右下の小さな数値は、測定時の周囲温度です。とボタンを押して、測定した温度を確認することができます。

ボタン：古い測定履歴に切り替え取り付けネジ

粘着テープ

ボタン：新しい測定履歴に切り替え
1/4インチ穴

付属の取り付けネジを、壁面等に取り付けてから、吊下げ穴に引っ掛けて、壁面等に取り付けます。

本体下面の三脚取付け穴 (1/4 インチ ) に、三脚を平らな壁面等に付属の粘着テープを貼ります。 取り付けます。( 三脚は、オプションです。)
粘着テープの突起部に、吊下げ穴を引っ掛け ※市販の三脚をご使用する場合、USB 端子を塞ぎUSB ケーブルが接続ができない場合があります。て取り付けます。

・Ｍ０１：最も新しい測定結果 〜 Ｍ３２：最も古い測定結果
・人体温度測定で「34.5℃未満」又は「Ｈｉ」が測定された場合、測定履歴に表示されません。
・測定履歴の確認中でも、温度の測定をすることができます。
※測定履歴のリセット機能はありません。

６. 設定方法

８. 注意事項

ボタンを押すと、設定を変更することができます。「Ｆ＊」と表示されると設定画面です。【測定できません。】
元の画面に戻す場合、「Ｍ０１」が表示されるまで、※次の場所に設置しないでください。

ボタンを押します。

湿度の高い場所、雨が当たる場所、火気のそば、日光の当たる場所、高温の場所 (40℃以上 )、低温の場所 (10℃以下 )、温度変化の激しい場所、

ボタンにロック機能はありません。

油飛びや湯気が当たる場所、不安定な場所、振動が激しい場所、強い磁界を発生する場所、ほこりが多い場所、

６−１．温度単位の設定

近くに家電機器 (AV 機器 / 調理機器 / 空調機器等 ) がある場所、また、近くに熱源がある場所に設置すると、誤って測定する原因となります。

温度単位を切り替えます。出荷時は、「℃：摂氏」に設定されています。

電池の＋と−を正しく接続してください。＋とーの向きを逆にすると、電池の液漏れや破裂、故障の原因となります。

ボタンを押して、温度単位を切り替えます。（℃：摂氏、℉：華氏）

本製品に水が入ったり、濡らさぬようにしてください。火災・感電の原因となります。

測定モードを切り替えます。出荷時は、「Body Mode」（人体温度測定）に設定されています。

電源アダプタのプラグ部は、定期的 ( 半年に 1 回程度 ) に乾いた布でほこりを取り除いてください。

ボタンを押して、測定モードを切り替えます。

（Count Mode：カウント計測、Body Mode：人体温度測定、Surface Mode：表面温度測定）

アラーム温度を設定します。出荷時は、「37.3℃／ 99.1℉」に設定されています。
ボタンを３回押して、「Ｆ３」と表示させます。
ボタンを押して、アラーム温度 (36.0℃〜 39.0℃) を設定します。

６−４．音量の設定
音量を設定します。
ボタンを４回押して、「Ｆ４」と表示させます。とボタンを押して、４段階の音量及び無音に設定します。

６−５．バックライトの設定
バックライトの点灯を設定します。
ボタンを５回押して、「Ｆ５」と表示させます。とボタンを押して、「ＯＮ」：バックライト点灯、「ＯＦＦ」：バックライト消灯を設定します。

６−６．メッセージ言語の設定
音声メッセージの言語を設定します。出荷時は、「ＪＰ」( 日本語 ) です。
ボタンを６回押して、「Ｆ６」と表示させます。と長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタのプラグをコンセントから抜いてください。
長期間ご使用しない場合は、電池を取り外してください。取り外さずに放置すると、電池の液漏れにより故障する場合があります。
電池を破棄する場合、自治体の規則に従ってください。自治体によって電池の廃棄方法が異なります。

６−３．アラーム温度の設定と本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店か弊社に修理をご依頼ください。

ボタンを２回押して、「Ｆ２」と表示させます。と乾電池 / 充電式電池を入れた状態で、USB ケーブルによる給電を行わないでください。電池の液漏れや破裂、故障の原因となります。
本製品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。

６−２．測定モードの設定
Body Mode

本製品を壁や三脚等に取り付ける場合、ネジ等を確実に締めてください。落下等により破損や故障の原因になります。
電源アダプタは付属の電源アダプタを使用し、AC100V 家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。

ボタンを１回押して、「Ｆ１」と表示させます。と本製品を使用する前に、次の注意事項をよくお読みください。

ボタンを押して、「ＪＰ」( 日本語 )、「ＥＮ」( 英語 )、「ＣＨ」( 中国語 ) 等の言語、【免責事項】必ずお読みください。
・設置作業は、お客様の責任で行ってください。本紙に記載されている注意事項に従って設置されない場合、本製品が落下する恐れがあります。本製品の落下による破損やケガに関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の取り付けによる壁等の穴開け作業や、粘着テープによる取り付け取り外し作業はお客様の責任において実施していただき、これに伴う壁面・クロス等への汚れや傷が発生しても当社は一切責任を負いません。
・地震・雷・風水害などの天災および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用・その他仕様から外れる条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本紙に記載されている付属品以外の機器の接続やソフトウェアの使用による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本紙の記載内容を遵守していただかないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
・落下等の事故や機器の故障・修理・その他取り扱いによって、機器に登録された設定データが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。修理等の前にお客様ご自身で設定内容の確認をお願いいたします。
・本製品は薬事認証を取得した医療機器ではありません。本製品で測定されるものは体表面温度であり、一般的な体温計で測定する体温とは異なります。
また測定によりウイルスの感染を判断するものではありません。人体の正確な体温を測る場合は、体温計で測定してください。
・本製品による測定により発熱の疑いがある場合は、体温計での再測定をお願いします。
・本製品は精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。
・温度が正しく表示されない、または測定されない場合は、電源スイッチを一旦切り、数分間待ってから電源スイッチを入れ直してください。
・本紙に記載の会社名は、各社の商標または登録商標です。
・本紙の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。
【お問合せ先】本製品についてのお問い合わせは、販売店もしくは弊社までお願いいたします。
株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス 受付時間：９：３０〜１８：００ （土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）〒４６０−０００２ 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２０−１ レッツ丸の内本社２号館ビル
ＴＥＬ：０５２−２０９−７８６０
ＦＡＸ：０５２−２０１−５０５０
ＵＲＬ：http://www.lets-co.jp/lets/

９．製品保証書

または「ＯＦＦ」で、音声メッセージＯＦＦを設定します。

製品保証書

６−７．出力信号の設定 ( 本製品では使用しません )商品名

本製品では使用しません。設定不要です。（外部出力端子に出力する信号を切り替えます。）
ボタンを７回押すと、「Ｆ７」と表示されます。と型名

７. 仕様

年

保証期間

（お買い上げ日より） 1 年月日

測定時間

0.5 秒

（使用前に 30 分間推奨動作環境に置いた場合）

定格

DC5V / 500mA

非接触測定距離 5cm 〜 10cm

寸法

170mm×115mm×140mm ( 突起部を除く )表示画面

2.8 インチ LCD 液晶画面

重量約 310g ( 電池を除く )接続端子

USB Type-C (USB による給電用 )温度測定履歴32 件

電源USB、単三乾電池４本

カウント数9999 件 ( カウント計測モード )動作環境温度

10℃〜 40℃ ( 推奨 15℃〜 35℃)

メッセージ言語

日本語、英語、中国語等に切り替え可能

測定温度範囲34.5℃〜 42.4℃（人体温度測定時）

接点出力有り ( スイッチ信号、パルス信号 )2. 修理は、最寄りの代理店もしくは当社サービスに機器一式とこの保証書をご郵送の上、お申しつけください。
3. 無償修理期間中であっても、下記に記載する項目に該当する場合はTEL

ご芳名±0.2℃（35℃〜 42℃測定時）

1. この製品は、厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。
保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には、本体に記載された納品日から 1 年間無償で修理・交換いたします。

お ご住所
客様

本紙に記載されている仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
センサー精度シリアル No.

お買い上げ日
郵便番号

ボタンを押して、出力信号（「S1」スイッチモード、「S2」パルスモード）を選択します。

この製品は下記の通り保証いたします。

ノンタッチ チェッカーズ 『どーぞ君Ｊｒ.２』
L-NTC-DJ2

連絡先様

有償修理となります。
4. この保証書は再発行いたしません。大切にご保管ください。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)〒４６０−０００２
愛知県名古屋市中区丸の内２丁目２０番地１
レッツ丸の内本社２号館ビル
株式会社レッツ・コーポレーション
ＴＥＬ ０５２−２０９−７８６０

次の場合には有償修理となります。
（イ）使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）受け取り後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。
（ハ）火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
（ニ）特殊環境（たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など）による故障および損傷。
（ホ）保証書のご提示がない場合。
（ヘ）保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を改ざんされた場合。
※本紙の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 ※仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。