測定器

データロガー

TDS-150（ポータブル）

ポータブル
データロガー
TDS-150
ひずみゲージ

専用チャンネルユニット

FSW-10測定器※ CE マーク適合は、TDS-150 およびチャンネルユニット FSW-10/-10L に   変換器

● 最大5台（50ch）のチャンネルユニット(FSW-10/FSW-10L）接続可能(何れもオプション)● スリープインターバルタイマにより長期自動計測可能● 低消費電力● ひずみ測定、直流電圧測定、熱電対・白金測温抵抗体の測定が可能● 大容量データメモリ搭載● 1ゲージ4線式の測定が可能● TEDS読み込み機能を搭載● ひずみの完全な補正法搭載● ネットワークモジュールの接続が可能（オプション）● ワ イヤレスコントローラZ T-150とワイヤレスモ
ジュールZT-014(オプション）を用いた無線通信による測定●コンクリートセンサモードを搭載なります。

FSW-10L

計測ソフトウェア

システムブロック図

ALM-150

ワイヤレスモジュール
ZT-014
最大20台回転灯
A

FSW-10L

B
CDE

ひずみゲージ式変換器

FSW-10A
B
CD

アラームユニット
ALM-150（オプション）
チャンネルユニット
FSW-10L（オプション）
パソコン

計測コンサルタント

入力センサ6種

ひずみゲージ

特殊測定システム

います。CFカードへデータや設定を記録できます。インターフェースはUSB、RS-232Cを搭載し、各種設定やデータの取り込みをパソコンから行うことができます。ワイヤレスコントローラZ T-150とワイヤレスモ
ジュールZ T-014（オプション）により無線による測定が可能です。また新たにCONCRETEモードを搭載、従来2チャンネルを使用したコンクリート充填感知センサK ZAおよびコンクリート水分センサK ZWを1チャンネルで測定できます。

自動車関連
計測システム

本器は専用チャンネルユニット（FSW-10/FSW-10L）と組合せてひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体の測定ができるポータブルデータロガーです。10チャンネルユニット（FS W-10/FS W-10L）は最大5台（50チャンネル）まで接続できます。またスイッチボックスTML-NET駆動ボード（オプション）によって最大100チャンネルまで接続できます。AC電源のとれない場所でも、市販の単1形アルカリ乾電池やバッテリで動作でき長期にわたり自動測定が可能なデータメモリ、スリープインターバルタイマ機能を搭載してチャンネルユニット
FSW-10（オプション）

E

直流電圧

熱電対

ワイヤレスコントローラ
ZT-150（オプション）
スイッチボックス
TML-NET駆動ボード（出荷時オプション）

バッテリユニット
コントロールユニット
TDS-150（本体）
PORTABLE

TDS-150

LANボード（出荷時オプション）
白金測温抵抗体

インターフェース標準搭載

USBポート
RS-232Cポート
コンクリートセンサ

TML-NET
ネットワーク型計測システム

オプション

外部プリンタ DPU-S245

NS
WNETWO01
RK MO 4C
DULE

データ収録
CFカード
容量: 最大2GB

リモートパワーコントローラ RPC-05A
ワイヤレスコントローラ ZT-150
ワイヤレスモジュールZT-014

株式会社東京測器研究所

323

測定器

データロガー

TDS-150（ポータブル）仕様
測定点数
最大100点
50点

スイッチボックスTML-NET駆動ボード（出荷時オプション）使用時
または、ワイヤレスコントローラZT-150併用時
専用チャンネルユニット
FSW-10/FSW-10L      5ユニット接続時

適用センサひずみゲージ
変換器

ブリッジ電圧DC1V 48ms（50Hz）

4ゲージ法0-2V

ブリッジ電圧DC2V 24ms（50Hz）

120~1000Ω

測定器

熱電対 T
熱電対 K
熱電対 J
熱電対 B
熱電対測定 熱電対 S
熱電対 R
熱電対 E
熱電対 N

種類
TK

J

リニアライズ
デジタル演算JIS C 1602-1995

B

自動車関連
計測システム
特殊測定システム

入力インピーダンス
V 1/1    500MΩ以上
V 1/100    1MΩ以上
リニアライズデジタル演算
白金温度測定3線式
JIS C 1604-1997 Pt100
印可電圧 DC2V
CONCRETE
センサの残留電荷を直流電圧（コンクリート充填感知センサなど）
測定 ±30Vで測定
ワイヤレスモジュールZT-014
ワイヤレスコントローラZT(オプション)に4ゲージ法接続
150(オプション)にて受信
350~1000Ω
ネットワークモジュールからNSWシリーズ(オプション)を動作のデータ取込み
DC 300mV   ±300mVDC 30V           ±30V

白金測温
抵抗体測定
コンクリートセンサ測定
ワイヤレス測定
TML-NET

計測
ソフトウェア計測
コンサルタント

測定範囲
測定モード
初期値記憶範囲
イニシャル±160000
×1±30000×10－6ひずみ
ダイレクト
ひずみ測定
×10－6ひずみ×10 ±300000×10－6ひずみ
メジャー
V 1/1×1  ±  30.000mV
×10
イニシャル V1/1 ±  ±300.000mV
直流電圧測定ダイレクト 160.000mV
V 1/100
メジャー
V1/100 ± 16.0000V
×1  ±  3.0000 V
×10  ±30.0000 V
T: -250~+  400°C
K: -210~+1370°C
J: -200~+1200°C
熱電対
B: +200~+1760°C
–
ダイレクト
–
温度測定
S: -  10~+1760°C
R: -  10~+1760°C
E: -210~+1000°C
N: -200~+1300°C
白金測温抵抗体– - 200~+850°C
ダイレクト–

4ゲージ法0-2Vモード（当社製差動トランス型変位計など対応）の測定範囲は×1 : ±15000×10－6ひずみ、×10 : ±150000×10－6ひずみとなります。

測定確度
センサモード レンジ

分解能

確度（23℃±5℃）

確度の 確度の温度係数 経年変化（%rdg/° （%rdg/C）年）

×1 1×10－6ひずみ ±(0.08%rdg+1digit) ±0.002
ひずみ（1ゲージ4線式を除く） ×10 10×10－6ひずみ ±(0.08%rdg+1digit) ±0.002

電圧 V1/1
電圧 V 1/100

×1 1×10－6ひずみ ±(0.28%rdg+1digit) ±0.002
×10 10×10－6ひずみ ±(0.28%rdg+1digit) ±0.002
×10.001mV±(0.08%rdg+3digit) ±0.0024
×100.010mV±(0.08%rdg+3digit) ±0.0024
×10.0001V±(0.08%rdg+2digit) ±0.002
×100.0010V±(0.08%rdg+2digit) ±0.002

±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02

±(0.08%rdg+0.3°C) ±0.002±0.05

白金測温抵抗体
Pt100  3W–

ワイヤレスモジュールによるひずみ測定

–

0.1°C

1×10－6ひずみ ±(0.10%rdg+3digit) ±0.01※レンジは自動切替えです。

324

SRE
N

分解能

–  250 ~ –  200°C–  200 ~ –  100°C–  100 ~ +  400°C–  210 ~ –  160°C–  160 ~         0°C        0 ~ +  960°C+  960 ~ +1370°C–  200 ~ –  160°C–  160 ~         0°C        0 ~ +  700°C+  700 ~ +1200°C+  200 ~ +  280°C+  280 ~ +  800°C+  800 ~ +1760°C–    10 ~ +  200°C+  200 ~ +1760°C–    10 ~ +  150°C+  150 ~ +1760°C–  210 ~ +  550°C+  550 ~ +1000°C–  200 ~        0°C        0 ~ +1090°C+1090 ~ +1300°C

0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.5~0.4°C
0.3~0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C

株式会社東京測器研究所–

確度（23°C±5°C）
外部基準接点
内部基準接点±(0.38%rdg+0.6°C) ±(0.38%rdg+3.9°C)±(0.15%rdg+0.2°C) ±(0.15%rdg+1.4°C)±(0.10%rdg+0.2°C) ±(0.10%rdg+0.8°C)±(0.19%rdg+0.3°C) ±(0.19%rdg+1.6°C)±(0.12%rdg+0.2°C) ±(0.12%rdg+1.0°C)±(0.08%rdg+0.1°C) ±(0.08%rdg+0.5°C)±(0.10%rdg+0.9°C) ±(0.10%rdg+1.4°C)±(0.16%rdg+0.2°C) ±(0.16%rdg+1.2°C)±(0.12%rdg+0.1°C) ±(0.12%rdg+0.8°C)±(0.08%rdg+0.1°C) ±(0.08%rdg+0.5°C)±(0.08%rdg+0.6°C) ±(0.08%rdg+0.9°C)±(0.04%rdg+4.0°C) ±(0.04%rdg+4.0°C)±(0.04%rdg+1.2°C) ±(0.04%rdg+1.2°C)±(0.05%rdg+0.4°C) ±(0.05%rdg+0.4°C)±(0.09%rdg+0.6°C) ±(0.09%rdg+1.2°C)±(0.07%rdg+0.4°C) ±(0.07%rdg+0.7°C)±(0.09%rdg+0.7°C) ±(0.09%rdg+1.2°C)±(0.07%rdg+0.4°C) ±(0.07%rdg+0.7°C)±(0.17%rdg+0.2°C) ±(0.17%rdg+1.4°C)±(0.09%rdg+0.4°C) ±(0.09%rdg+0.8°C)±(0.18%rdg+0.4°C) ±(0.18%rdg+1.6°C)±(0.08%rdg+0.2°C) ±(0.08%rdg+0.6°C)±(0.08%rdg+0.9°C) ±(0.08%rdg+1.2°C)

センサの確度は含まず、また、熱電対Bは基準接点を使用しません。

測定切換速度

レンジ

ひずみ（1ゲージ4線式）

約100Ω以下
約200Ω以下
約300Ω以下

測定範囲

スイッチボックス

測定範囲
測定項目

リード線抵抗値補正範囲

熱電対測定確度

1ゲージ4線式120Ω
1ゲージ4線式240Ω
1ゲージ4線式350Ω
1ゲージ法3線式
120Ω
1ゲージ法3線式
240Ω
350Ω
ひずみ測定 1ゲージ法3線式
2ゲージ法
120~1000Ω
4ゲージ法
120~1000Ω
4ゲージ法定電流
350Ω

電圧測定

ゲージ抵抗

リード線抵抗補正120Ω
Comet B240Ω
（1ゲージ法3線式） 350Ω

FSW-10/-10L

TML-NET

センサモードひずみ測定
直流電圧測定コンクリートセンサ測定
熱電対測定 ※10点毎に1ch分加算
白金測温抵抗体測定
各モジュール

切換速度
50Hz地域 60Hz地域
80ms
67ms
80ms
67ms
160ms
134ms
80ms
67ms
80ms
67ms
200ms
200ms

表示・機能
表示
時刻表示器
解像度
表示内容
設定確度

バックライト付き液晶表示
255x160 ドット
測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ
年、月、日、時、分、秒
日差±1秒 (23℃±5℃)

RS-232C、LAN (オプション)
インターフェー USB、ス
機能
コマンドの受信、測定データなどの送信
イニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクト
測定モードのみ)
ファーストチャンネルからラストチャンネルまで自動スキャニング
切換測定(ジャンプ可能)
測定点切換方式
モニタチャンネルの繰り返し測定
モニタ
時間変化に対するグラフィックモニタ
スタートキースイッチ、インターバルタイマ、RS-232C、USB、LAN (オプ
測定スタートション)
各点ごとに設定可能
係数±(0.0001~99999)
単位με、mV、℃、kN、mmなど40種類
プログラム設定
小数点
小数点以下の表示を0〜6桁任意に設定可能
初期値
任意測定チャンネルごとに書き込み可能
センサモード 接続するセンサ種別を設定可能
係数1.0000シンプル
単位センサモードに連動
メジャー
小数点
センサモードに連動
自己診断機能 絶縁、ばらつき、熱電対断線、リード線抵抗、ブリッジ出力、係数設定

測定器

データロガーTEDS機能規格

IEEE1451.4  クラス2

機能

TEDSセンサ情報の読み出し機能

設定した時間間隔、時刻による自動スタート

時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとインターバルに設定可能
インターバル
タイマ

ステップ数

最大10ステップのプログラム可能

実時刻スタート ステップごとにスタート時刻(日・時・分・秒)を設定可能
測定時間の5秒前に電源ON、計測終了後 自動的に電源OFFになる。
スリープ機能ON/OFF設定可能

機能

モニタチャンネル(1点)の設定変化量による自動測定

比較量

ステップごとにス設定可能、最大±999999－10～+50℃  85%RH以下（結露を除く）LANボード（オプション）使用時は、0～+50℃ 85%RH以下（結露を除く）

変化量、絶対値のいずれか選択
1ステップあたり最大99回、または無限回

保存温度範囲－20～+60℃

電源

ステップ数

最大10ステップのプログラム可能

単１形アルカリ乾電池 4個、専用ACアダプタCR-1867、または外部電源入力 DC9～18V

GOTOインターバル インターバルのステップ1に移動

外形寸法

TDS-150  280(W)×60(H)×162(D)mm（突起部を除く）
FSW-10   280(W)×60(H)×100(D)mm（突起部を除く）
FSW-10L  280(W)×60(H)×  60(D)mm（突起部を除く）
TDS-150
FSW-10
FSW-10L

機能

測定データの記録・再生

記録内容

測定モード、チャンネルナンバ、測定データ、時刻データ、データナンバ

質量データ容量

最大約80,000データ
10チャンネルで約16,000スキャン

標準付属品

データメモリ

カード規格

CFカード

カード容量

最大2GB（当社指定）

キー操作、各インターフェースからコマンドを任意時間受けないと自動的に電源をOFFにする。
オートパワーOFF機能のON/OFF設定可能

取扱説明書………………………………………………………………1部
単１形アルカリ乾電池…………………………………………………4本
プラスドライバ…………………………………………………………1本
ショルダーベルト………………………………………………………1本
保証書……………………………………………………………………1部

特殊測定システム

TML-NET駆動部
使用ケーブル
専用2心シールドケーブル(2-12.5L1)
低消費型ネットワークモジュール使用時スイッチボックス
接続台数
最大100台TML-NET
NSW-011C/-014C/-024C/-01VC/-01TC
駆動ボード
総延長距離
1km以内
（オプション）
従来型ネットワークモジュール使用時
接続台数
最大20台(NSW-014Bなど、150ｍ以下）
総延長距離
1km以内(NSW-014Bなど、10台以下）

計測ソフトウェア

関連製品

ALM-150（専用アラームユニット）

TDS-150にLAN（Ethernet）インタフェースを追加します。

TDS-150に連結する専用アラームユニットです。アラーム出力は指定したチャンネルを監視し測定値が一定量変化した場合(相対値設定)、またはしきい値を越えた場合(上下限設定)に指定した接点を閉じる機能です。

TML-NET駆動ボードを搭載することでネットワーク型計測システ
ムTML-NET対応の変換器、ネットワークモジュールNSWが使用できます。

計測コンサルタント

LANボード（出荷時オプション）
スイッチボックスTML-NET駆動ボード（出荷時オプション）

自動車関連
計測システム

データ保持期間 約20日間（満充電時）：約2.1kg（バッテリーユニット、乾電池を含む）：約1.5kg：約1kg

測定器

使用温湿度範囲

変換器

比較方法
スタート回数GOTOステップ 以前のステップにプログラムループ可能

オートパワーOFF

単1形アルカリ乾電池使用 LCDバックライト(23℃±5℃)
オプション無し
約8ヶ月
LANボード使用時
約2ヶ月
スイッチボックスTML-NET駆動ボード
NSW-014C
100台使用時
約10日
NSW-014B
20台使用時約10

ひずみゲージ

GOTOステップ 以前のステップにプログラムループ可能

メモリカードスリープイン
ターバル時の使用時間(1時間インターバル)

スタート回数 1ステップあたり最大99回または無限回

スリープ機能モニタ
コンパレータ連続使用時間単1形アルカリ乾電池使用 LCDバックライト(23℃±5℃)
オプション無し
約40時間
LANボード使用時
約9.5時間スイッチボックスTML-NET駆動ボード
NSW-014C
100台使用時
約1時間
NSW-014B
20台使用時
約1時間

仕様
接点出力数

スイッチボックス・TML-NET
駆動ボード (出荷時オプション)
詳細は 334 〜 342 頁をご覧ください。

FSW-10 ／ FSW-10L（専用チャンネルユニット）
TDS-150に連結する10chスイッチボックスです。ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体の測定が可能です。

接点容量
表示
比較方式
設定テーブル数
その他の機能電源
外形寸法
使用温湿度範囲
質量４点
AC140V ／ DC200V MAX.
定格電流 0.5A MAX.
突入電流1.5A MAX.

ON抵抗 3.2Ω MAX.
ステータスLED 各接点が閉じていると点灯
相対値・上下限値
１００テーブルアラームテスト
TDS-150を通して供給
280(W)×60(H)×80(D)mm (突起部を除く)－10 ～ +50℃ 85%RH以下 (結露を除く)
約600g

標準付属品
取扱説明書………………………………………………………………1部
保証書……………………………………………………………………1部

株式会社東京測器研究所

325

測定器

データロガー

TDS-150（ポータブル）
ZT-150（ワイヤレスデータ収録システム）

ACアダプタ CR-1867

ワイヤレスコントローラZT-150を接続することで、ワイヤレスモ
ジュールZT-014を20台までコントロールし、センサからデータロガーまでの配線を無線化。

AC100Vに接続し電源を供給します。

ひずみゲージ

ZT-150

TDS-150Visual LOG TDS-7130v2 静的計測ソフトウェア
Visual LOG Light TDS-700L インターバル計測ソフトウェア
Visual LOG Light TDS-Mail データメール管理ソフトウェア（6 章 計測ソフトウェアを参照してください。）

変換器

ZT-014

ワイヤレスモジュールに対応したバージョンが必要

詳細は 343 〜 345 頁をご覧ください。
測定器
自動車関連
計測システム

CFカード
対応カード容量 : 128MB ～ 2GB（当社指定）

保護用フタ TDS-150上フタ

RPC-05A（リモートパワーコントローラ）

取付け、取り外しが容易な保護用フタです。
型名: TDS-150-F01
本体TDS-150及びチャンネルユニット
FSW-10兼用

リモートパワーコントローラと組合せることにより、TDS-150のスリープ機能を生かし外部バッテリ駆動による長期計測が可能です。

特殊測定システム
計測ソフトウェア
計測コンサルタント

326

計測ソフトウェア Visual LOG

専用ケーブルCR-5354
TDS-150との接続用ケーブルが必要です。

DPU-S245（外部プリンタ）
TDS-150の測定データを印字出力します。記録紙TP-S245L-1（オプション）を使用します。

ワンタッチ端子 SB-OT1B
入力リード線をワンタッチで接続できる端子台です。スイッチボックスの入力ターミナルに取付けて使用します。（1組5個入り）

プリンタケーブルCR-4530

ネットワークモジュールNSW

ケーブル

2線式のネットワークラインにて計測の制御およびデータの転送を可能にします。ひずみゲージ、直流電圧信号、熱電対などの近傍で測定回路を構成し、測定データをデジタル化します。ケーブル延長による感度低下およびケーブルの絶縁低下の影響がなく長期間安定した測定ができます。

RS-232Cケーブル CR-5360
Dsub9P-Dsub9 Pクロス1.5m
パソコンとの接続に使用します。

株式会社東京測器研究所

USBケーブル CR-6187
miniB- A（フェライトコア付き）1.8mパソコンとの接続に使用します。

測定器

データロガー

外観寸法図

66
60

302
280

ひずみゲージ
測定器

279

100

スイッチボックス
TML-NET駆動ボード（出荷時オプション）

変換器

179

62

コントロールユニット
TDS-150（本体）

LANボード（出荷時オプション）
自動車関連
計測システム

60
66

計測コンサルタント

6077

計測ソフトウェア

チャンネルユニット
FSW-10L（オプション）

特殊測定システム100
117

チャンネルユニット
FSW-10（オプション）

株式会社東京測器研究所

327