Collimator

コリメータシステム
METS

WFOV

CFT

ILET

赤外線カメラの性能評価試験に最適なさまざまなタイプのコリメータをラインナップ
お客様のニーズに合わせた特注も対応可能

株式会社アイ・アール・システム

＜概要＞
100m 先、1km など遠方を撮影する赤外線カメラの試験では、実距離に黒体炉を置いて測定をする事は困難になります。
そこで、コリメータを使用することにより、遠方（無限遠）からの赤外線を模擬することができます。差温度
黒体炉、ターゲットとの組合せにより、無限遠からの赤外線イメージを作ります。黒体炉以外にも、可視光源やレーザ試験装置を組み込むことにより、マルチセンサを搭載したシステムの総合的な試験も可能です。
様々な口径、焦点距離、視野角のコリメータを取り揃えていますので、カメラの仕様に合わせて最適な試験装置を選択できます。
屋外や車両等に設置されたシステムの試験用に、コリメータ、ターゲット、黒体炉を一体化したフィールドコリメータもあります。

大型コリメータ

METS ―――――――――――――――――――――――

黒体炉を使用して赤外線カメラの試験をすることはもちろん、可視光源、レーザ試験装置などを組み込むことにより、マルチセンサ（赤外、可視、レーザ）を搭載した装置（ポッド等）の総合的な試験が可能です。

特徴
・大口径：～530mm（21 インチ）・長焦点距離：～4.5m（180 インチ）・広視野角：～2.9°
・豊富なオプション・インバーを用いたアサーマル構造→→→→→

大型の装置の試験に
望遠レンズの試験に複数の視野角を持つ装置の試験に
赤外、可視、レーザなど総合的な試験に環境温度が変動しても焦点ずれがありません

主な試験項目
赤外線カメラ可視カメラ
レーザ（ディジグネータ、レンジファインダ等）
ボアサイト

NETD、MRTD、MDTD、MTF、STF、視野角、ディストーションなど
MTF、CTF、SNR、視野角など
パルスエネルギ、パルス幅、PRF、ダイバージェンス、レンジシミュレーション、感度など
赤外カメラ ― 可視カメラ ― レーザ

コリメータ本体

レーザ試験装置用
ステージ
可視光源

レーザ試験装置

差温度黒体炉レーザ
ターゲット

CCD カメラターゲットホイール
光源切替ステージ光源ケージ

積分球

差温度黒体炉キャビティ黒体炉小型コリメータ

ILET ―――――――――――――――――――――――

小型の反射型コリメータ
・赤外、可視、レーザの試験に・小型軽量低価格
・-40～+80℃の環境で使用可能なモデルあり

主な仕様
口径：～φ6 インチ（約 150mm）
焦点距離：～40 インチ（約 1000mm）
使用環境温度：0～50℃（オプション-40～+80℃）

広角コリメータWFOV ―――――――――――――――――――――――

レンズを使用した、広角のコリメータ
・セキュリティ、車載など視野角の広い赤外線カメラの試験に

主な仕様
口径：φ100mm
焦点距離：100mm
視野角： 11°

フィールドコリメータ

CFT ――――――――――――――――――――

屋外で持ち運んで使用できる小型コリメータシステム
・屋外や車両等に設置された赤外線カメラの動作確認に・コリメータ、ターゲット、黒体炉が一体化
・高い耐環境性能

主な仕様
口径：～φ125mm
焦点距離：～500mm使用環境温度：-20～+40℃

その他

関連製品

―――――――――――――――――――――――――――

黒体炉 （平面、キャビティ）赤外カメラ評価ソフト

コリメータと組み合わせての使用はもちろん、黒体炉単体で赤外カメラの試験が行えます。
様々な口径、温度範囲を取り揃えています。

コリメータシステムや黒体炉と組み合わせて、自動で赤外カメラの試験が行えます。

赤外カメラの試験に用いる様々な形状、寸法のターゲットプレートを特注で製作します。

主な測定項目NETD、MRTD、MDTD、MTF、均一性、STF など

形状
4 バー、方形、ピンホール、スリット、ハーフムーン、マルチなど

主な仕様
口径：～20 インチ
最高温度：～1200℃
最低温度：～-40℃

ターゲット

仕様
METS シリーズ

大型コリメータ システム
METS8-2.8

Model

METS
-101.610”

METS-121.612”

METS-102.910”

METS-122.912”

METS-142.914”

METS-162.916”

METS-192.919”

METS-101.010”

METS-121.012”

METS-141.014”

METS-161.016”

METS-191.019”

METS211.021”

口径8”

焦点距離40”

70”

70”

120”

180”

視野角

2.8°

1.6°

2.9°

1.0°

1.0°

ﾀｰｹﾞｯﾄ数

81261212

波長範囲0.4µm～15µm

ｺﾘﾒｰﾀﾀｲﾌﾟ

反射型軸外し作動温度

10℃～35℃

光学分解能

光軸上、回折限界

光源

差温度黒体炉 SR800N-4D または キャビティ黒体炉 SR200N、積分球 SR300（その他レーザ等を追加可能）

小型コリメータ システム

ILET シリーズ

Model

ILET-2-2.9

ILET-4-2.0

口径

Φ2 インチΦ4 インチ

焦点距離275mm

視野角2.9°2.0°

ターゲット数18

ILET-5-1.1

ILET-5-2 Short

30 インチΦ6 インチ
15 インチ40 インチ

2.0°

2.0°

1.1°
16

ターゲットホイール

電動 又は 手動

波長範囲

0.4μm～15μm

8コリメータタイプ

反射型軸外し作動温度

0℃～50℃（オプション-40℃～+80℃）

光源

ILET-6-2

Φ5 インチオプションで差温度黒体炉、キャビティ黒体炉、可視光源、積分球、レーザを選択

重量5kg

広角コリメータ システム
Model

12kg

10kg

23kg

WFOV シリーズ
WFOV-LWFOV-M

口径

WFOV-M-HR

Φ100mmΦ70mm

焦点距離100mm

視野角

11°

波長範囲

8µm～12µm

分解能

3µm～5µm
3 cy/mrad

8 cy/mrad

コリメータタイプ

屈折型

光源

差温度黒体炉 SR800N-2D

フィールド コリメータ（屋外用）

CFT シリーズ

Model

CFT-IR-2

CFT-IR-5

CFT-VIS-2

CFT-VIS-3

口径

Φ48mm

Φ125mmΦ50.8mm

Φ75mm

焦点距離252mm

500mm

200mm

500mm

視野角

4°

2°

1°

波長範囲

3µm～5µm

または 8µm～12µm

コリメータタイプ
使用環境温度

屈折型-20℃～+50℃

黒体炉差温度範囲
重量5.6°
400～1000nm-20℃～+40℃-5℃～+20℃

3.5kg

4.8kg

-10℃～+35℃-20℃～+50℃

--2kg

10kg

※上記使用は予告なく変更する場合があります。

株式会社アイ・アール・システム
株式会社アイ・アール・システム
https://www.irsystem.com〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-6-20〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-6-20

TEL 042-400-0373

FAX 042-400-0374

TEL： 042-400-0373
FAX： 042-400-0374
e-mail： office@irsystem.com
https://www.irsystem.com
office@irsystem.com