測定器
マルチレコーダ

TMR-300シリーズ

変換器
自動車関連
計測システムトと10台の測定ユニットを連結させて省スペースに設置できるだけでなく、ユニットを分散させてセンサ近傍に設置することもできます。
コントロールユニットは各種インターフェースを搭載し、各種設定や測定開始はパソコンや表示ユニットから操作します。内蔵の無線LAN
を用いれば、タブレット型パソコンにて操作、モニタ表示が可能です。
また、表示ユニットを接続することで、各種ユニットの設定、測定制御、モニタ、設定ファイル管理などマルチレコーダの制御をスタンドアロン
で行えます。

測定器

マルチレコーダTMR-300シリーズは目的に応じて各種センサ入力用の測定ユニットを容易に組合せることができる小型多チャンネルデー
タ収録システムです。小型・軽量なため、取付けスペースに制限のある既設構造物(設備機械、橋梁など)だけでなく、自動車、航空機、船舶などの移動体へも設置および測定が容易に行えます。各種センサの入力となる測定ユニットは、ひずみゲージや直流電圧、熱電対などに対応し、最大80点の測定が可能です。波形記録だけでなく、リア
ルタイム頻度解析処理（オプション）が可能です。コントロールユニッ

ひずみゲージ● 豊富な各種センサ入出力ユニットの組合せが可能● 高分解能レンジ搭載（ひずみ4Gユニット、ひずみ1G2G4G
ユニット）● 100kHzの高速サンプリング● 測定点数最大80点、同期接続4台で最大320点● コントロールユニット―測定ユニット間最大100ｍの分散接続に対応● 車載に適した耐振性と小型サイズ● DC電源駆動により車載に最適●電源ダウン時のデータリカバリおよび停電復帰時の測定再開機能● SDカード（最大32GB）のデータ保存に対応● 無線LANを内蔵（日本国内のみ）● リアルタイム頻度解析処理（オプション）が可能● L ANで直接パソコンにデータを記録する長時間記録モードを搭載● T MR-321はリモートセンス対応でセンサ入力変換ケーブ
ルの導体抵抗変化をキャンセル

特殊測定
システム

システムブロック図
１０台まで組合せ可能な測定ユニット
電圧出力ユニットTMR-341

オシロスコープ

表示ユニットTMR-381（設定、モニタ、測定開始・停止など）

ひずみ4GユニットTMR-321

専用I/Fケーブル（表示アダプタTMR-381-1およびUSBケーブル）またはLANケーブルで接続（LANケーブル使用時は外部電源が必要です。
）

ひずみ1G2G4GユニットTMR-322
コントロールユニットTMR-311

ひずみ搬送波ユニットTMR-323

自動車ECU、など
電圧入力ユニットTMR-331

SDカード

ひずみゲージ

頻度解析ライブラリ
TMR-311-01（TMR-311のオプションソフトウェア）

熱電対電圧ユニットTMR-332

ひずみゲージ式変換器
CANユニットTMR-351

直流電圧

熱電対

無線LANによるコントロール（動的計測ソフトウェア）
デジタル入出力ユニットTMR-353

GPSユニットTMR-354
GPS

矩形波および正弦波

電荷出力型
圧電式加速度計

チャージアンプユニットTMR-361

コントロールユニット同期
最大４台 320点
分散アダプタTMR-371-1

同期ユニットTMR-372

分散ユニットTMR-371

計測
コンサルタント

LANで直接データを記録する長時間記録モード（リアルタイムデータ収録ソフトウェア）
LAN、USBによるコントロール（動的計測ソフトウェア）

デジタル指示器

パソコン（設定、モニタ、測定
結果、解析処理など）

計測
ソフトウェア

記録器

リアルタイムデータ収録ソフトウェア
RD-7300（標準添付）
計測データ編集ソフトウェア
RD-7300-E（標準添付）
リアルタイムデータ収録ソフトウェア
RD-7640/RD-7640-M（別売）
波形表示ソフトウェア
WF-7630/WF-7630-H（別売）
タブレット型パソコン（設定、モニタ、測定
結果、解析処理など）

動的計測ソフトウェア
TMR-7300（標準添付）
Visual LOG動的計測ソフトウェア
TMR-7630/TMR-7630-H/
TMR-7630-M（別売）
Visual LOGは当社の登録商標です。

※測定ユニット1台に対し1台接続

コントロールユニットTMR-211
ユニット延長最大100m(スター型)最大10台の測定ユニットを接続可能

各測定ユニット※コントロールユニット間の測定ユニットと合計して最大10台

株式会社東京測器研究所

385

測定器
マルチレコーダ

TMR-311（コントロールユニット）
入力点数最大80点(各種測定ユニット10台)を制御、USB・LAN・無線
LANインターフェース搭載

ひずみゲージ

マルチレコーダ小型多チャンネルデータ収録システムの中心となるユ
ニットです。各種入出力ユニットのコントロール、電源供給をおこな
いデータ収集します。本器１台で各種入出力ユニット１０台、最大80点の測定が 可能です。無線L AN＊1を搭載しタブレット型パソコンで操作、モニタリングが可能です。
＊1：無線LANは日本国内のみ

変換器

最大32GB容量のSDカード対応

コントロールユニット
TMR-311仕様（TMR-311）

測定データはSDカードに保存します。長時間連続のデータ収録を可能にする最大32Gバイト容量のSDカードに対応し、0.01msの高速モードでの記録にも対応しています。

測定器

16GB SDカード（標準付属）の記録時間
自動計測モード
フリーラン
サンプリング
1ms
CH数

記録時間

8（1ユニット）80（10ユニット）

約277時間約27時間

測定点数
サンプリング

データメモリ

最大80点
0.01～0.09ms（0.01ms刻み）
0.1～0.9ms  
（0.1ms刻み）
1～1000ms  
（1ms刻み）512Hz、1024Hz、2048Hz、4096Hz、8192Hz128Mワード（高速モード時、
SDカード未挿入時使用）
8点刻みの記録点数で分割
8点以下記録時：16Mデータ/点、16点以下記録時：8Mデータ/点
32点以下記録時：4Mデータ/点、64点以下記録時：2Mデータ/点80点以下記録時：1.6Mデータ/点

トリガ機能

自動車関連
計測システム

任意のチャンネルのデータ（任意入力レベル、スタート時からの相対レベル）
コマンドトリガ インターフェースからのコマンド
データトリガ

測定器の状態を表示する3桁の7セグメントLED

特殊測定
システム

TMR-311前面の3桁の7セグメントLEDにIPアドレスなどの設定やエラーを表示するため、本器の状態を容易に確認できます。

タイマトリガ

実時刻、
インターバル

外部トリガ

TMR-353からの外部トリガ入力
TMR-311×4セット（最大320点）
までサンプリング、
トリガ同期
コントロールユニット間最大100m
SDカード 4GB～32GB（SDHCハイスピードモード class10）

複数台同期
記録媒体

計測
ソフトウェア

7セグメントLED表示内容
IPアドレスUPS充電率WLAN状態
シリアル番号SDカード情報
パワーダウン
エラー

計測
コンサルタント

インターフェース

LAN、
USB、
無線LAN
（APモード、IP固定）＊1

表示

使用温湿度範囲

ステータスLED（状態表示、
IPアドレス等）
DC10～30V 0.6A MAX（12V供給時、単体）
AC100～240V 50/60Hz 100VA MAX（オプションACアダプ
タCR-1895使用時）
0～＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）耐振性

29.4m/s2（ 10～55Hz）3方向

外形寸法

200（W）×50（H）×100（D）mm（突起部を除く）

質量

約900g
（ゴムプロテクタ含む）

電源

ヒストグラムレコーディングシステム

標準付属品

コントロールユニットTMR-311に頻度解析ライブラリ TMR-311-01（ソフトウェアオプション）を追加すると、マルチレコーダシステムは、あらかじめ設定されたプログラムに従って測定データをデジタル処理
し、頻度数として記録するヒストグラムレコーディングシステムとなります。
リアルタイムに頻度解析結果を記録するので、すぐに結果を確認できます。

取扱説明書… ……………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………………… 1 部
電源ケーブル CR-10… …………………………………………………… 1 本
アース線 CR-2020… ……………………………………………………… 1 本
USBケーブル CR-6187… ………………………………………………… 1 本
SDカード（16GB）………………………………………………………… 1 枚
動的計測ソフトウェア TMR-7300
リアルタイムデータ収録ソフトウェア RD-7300
計測データ編集ソフトウェア RD-7300-E（CD-ROM）… …………… 1 枚
ソフトウェア取扱説明書（CD-ROM同封）……………………………… 3 部

前面

背面

LANポートコネクタRJ-45付きのLANケーブルでパソコンと接続。(直接の場合はクロスケーブル)

USBポート
本器付属のUSBケーブルCR-6187を接続。付属するソフトウェアにあるUSBドライバをインストールします。

本器の背面には測定ユニットを最大10台までカスケード接続するフラットケーブルのコネクタを装備。測定ユニットに付属するコント
ロールケーブルCR-6490で接続します。

ステータスLED
7セグメントLED

同期コネクタSDカードスロット
4G〜32GBカード

DC電源コネクタ
本器付属のDC電源ケーブルCR-10を接続。電源ON/OFFス
イッチは装備していません。電源の接続と同時に動作します。

386

株式会社東京測器研究所

コントロールケーブル
CR-6490

測定器
マルチレコーダ

TMR-381（表示ユニット）
TMR-311をスタンドアロンでコントロール
表示ユニットTMR-381仕様 TMR-381
カラー TFT液晶ディスプレイ 320×240ドット（タッチパネル付）
各種設定
測定開始/停止/バランスの制御
機能
数値モニタ/波形モニタ
頻度モニタ 測定データ表示／頻度解析結果表示
インターフェース 専用I/F、LAN
専用I/Fを使用してTMR-311から供給
電源
またはUSB給電（Micro USB Bコネクタ）
電源電圧
DC5V
消費電流
0.6A MAX
使用温湿度範囲
0 ～＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
200（W）×30（H）×110（D）mm（突起部を
外形寸法
除く）
質量
約750g（ゴムプロテクタ含む）
表示器

・電源はTMR-311より供給

CR-6188LAN接続・延長距離 最大100ｍ
・電源はUSB電源を使用（USB電源 600mA以上供給可能なもの）

USB電源
モバイルバッテリなど

表示アダプタ
TMR-381-1

特殊測定
システム

専用I/Fケーブル

自動車関連
計測システムコントロール接続測定器

表示ユニットTMR-381の接続例

変換器

取扱説明書………………………………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
専用I/Fケーブル… ………………………………………………… 1 本
表示アダプタ「TMR-381-1」……………………………………… 1 個

ひずみゲージ

標準付属品

表示ユニットTMR-381を接続することで、各種ユニットの設定、測定制御（バランス/計測開始・停止/自動計測設定）、モニタ（T-Y
Sweep/Y-T Cont./X-Y/数値/頻度）、設定ファイル管理などマルチレコーダの制御をスタンドアロンで行えます。専用I/Fケーブル使用時は外部電源不要でコントロールユニットTMR-311からの供給電源で駆動します。また、LANケーブルによる接続にも対応し、最大100ｍの延長が可能で、電源供給はUSBモバイルバッテリ等で駆動可能です。また、表示ユニットはコントロールユニットTMR311とは、独立して駆動しています。自動測定開始後に表示ユニットの電源をオフにしても測定は継続しています。測定停止やデータの確認時に接続することができます。SDカードに記録されている測定データのグラフ表示や、頻度解析結果の表示が可能です。

計測
ソフトウェアLANケーブル
ユニット設定測定設定

その他

ユニット別設定画面

バランス結果画面

自動計測メニュー測定データのグラフ表示機能

モニタ画面

Y-T Sweep モニタ

Y-T Cont. モニタ

X-Y モニタ

Y-T グラフ表示（掃出し表示）

Y-T グラフ表示（連続表示）

計測
コンサルタント

接続設定画面

株式会社東京測器研究所

387

測定器
マルチレコーダ

TMR-300シリーズ（各種ユニット）
TMR-321

ひずみ4Gユニット

ひずみゲージ式変換器と直流電圧用の入力ユニット
8点／ユニット

平衡調整方式
平衡調整範囲平衡調整確度
零安定度
感度安定度
電圧測定
測定範囲
測定確度

ひずみゲージ

測定レンジ
応答周波数
ローパスフィルタ

変換器

TMR-321遮断周波数仕様 TMR-321

測定器

測定点数
入力
ひずみ測定
適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲

自動車関連
計測システム

測定確度
測定レンジ

特殊測定
システム

分解能

8点
ひずみ、電圧（オプション「CR-4010」使用時）
120〜1000Ω
DC 0.5V、2V±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 2V）±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 0.5V）±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ±0.1%FS（at 23±5℃）±2000×10−6ひずみレンジ±0.2%FS（at 23±5℃）±20000/10000/5000/2000×10−6ひずみレンジ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ
1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）±2000×10−6ひずみレンジ
0.1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
0.4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）

計測
ソフトウェア

TMR-322 ひずみ1G2G4Gユニット

計測
コンサルタント

各種ひずみ測定用ブリッジ回路対応 1ゲージ法、
2ゲージ法、4ゲージ法

遮断特性
ハイパスフィルタ
遮断周波数
A/D変換器
表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

TMR-322

測定点数
入力
ひずみ測定
適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源
測定範囲
測定確度
測定レンジ

分解能

388

8点
ひずみ
120〜1000Ω
DC 0.5V、2V±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 2V）±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源DC 0.5V）±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ±0.1%FS（at 23±5℃）±2000×10−6ひずみレンジ±0.2%FS（at 23±5℃）±20000/10000/5000/2000×10−6ひずみレンジ±20000/10000/5000×10−6ひずみレンジ
1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）±2000×10−6ひずみレンジ
0.1×10−6ひずみ（ブリッジ電源2V）
0.4×10−6ひずみ（ブリッジ電源0.5V）

株式会社東京測器研究所

デジタルフィルタ
0.2Hz、1Hz およびPASS
24bit
チャンネルLED（オープン・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
DC10V〜30V 0.2A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書 … …………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本
センサ入力変換ケーブルCR-6186… …………………………… 8 本
平衡調整方式
平衡調整範囲平衡調整確度
零安定度
感度安定度
応答周波数
ローパスフィルタ

遮断特性
ハイパスフィルタ

仕様 TMR-322

デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz：−12dB/octまたは−48dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）：−12dB/oct ベッセルフィルタ

標準付属品

遮断周波数
ブリッジボックス
端子台

電子式自動±10000×10−6ひずみ±3×10−6ひずみ以内±1×10−6ひずみ/℃（最大感度にて）±0.05%/℃（最大感度にて）（オプションCR-4010使用時）±20V±20/10/5Vレンジ ±0.2%FS（at 23±5℃）±2Vレンジ±0.3%FS（at 23±5℃）±20/10/5Vレンジ （1mV分解能）±2Vレンジ（0.1mV分解能）
DC〜10kHz

遮断周波数
A/D変換器
表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

電子式自動
±10000×10−6ひずみ±3×10−6ひずみ以内±1×10−6ひずみ/℃（4ゲージ法、最大感度にて）±0.05%/℃（4ゲージ法、最大感度にて）DC〜10kHz
デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz：−12dB/octまたは−48dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）：−12dB/oct ベッセルフィルタ
デジタルフィルタ
0.2Hz、1Hz およびPASS
24bit
チャンネルLED（オープン・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
DC10V〜30V 0.2A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品
取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………
保証書 … …………………………………………………
コントロールケーブルCR-6490… ……………………
4ゲージ用端子台… ………………………………………
小型マイナスドライバ… …………………………………

1部
1部
1本
8個
1本

ブリッジボックスSB-120T、SB-350T… ……………… 8個（出荷時選択）

測定器

ひずみ搬送波ユニット

誘導ノイズ、商用電源ノイズなどが多い測定現場に最適な搬送波型動ひずみ測定ユニット

測定確度
測定分解能

電圧入力ユニット

取扱説明書（A3 八ッ折り）………………………………………… 1部
保証書……………………………………………………………… 1部
コントロールケーブルCR-6490… ………………………………… 1本
センサ入力変換ケーブルCR-6186………………………………… 8本
感度安定度
応答周波数
ローパスフィルタ
遮断周波数

遮断特性

表示
TMR-331仕様 TMR-331
測定点数
入力

8点（BNCコネクタ）
電圧
シングルエンド（不平衡）入力方式
チャンネル間絶縁
入力インピーダンス 約100kΩ
測定範囲
±52V
測定確度
±0.2%FS（at 23±5℃）±52V レンジ（ 5 mV分解能）±20V レンジ（ 2 mV分解能）
測定レンジ±10V レンジ（ 1 mV分解能）±5V レンジ（ 0.5 mV分解能）±1V レンジ（ 0.1 mV分解能）
零安定度±0.1mV/℃（最大感度にて）

電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz：−12dB/oct
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）：−12dB/oct ベッセルフィルタ
24bit
チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
DC10V〜30V 0.25A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

計測
コンサルタント

A/D変換器±0.05%/℃（最大感度にて）DC〜10kHz

計測
ソフトウェア

直流電圧±52Vを測定

標準付属品

特殊測定
システム

TMR-331120〜350Ω
0.5Vrms、2Vrms、5kHz±20000×10−6ひずみ（ブリッジ電源 2Vrms）±80000×10−6ひずみ（ブリッジ電源 0.5Vrms）±0.3%FS（at 23±5℃）
1×10−6ひずみ（ブリッジ電源 2Vrms）
4×10−6ひずみ（ブリッジ電源 0.5Vrms）

自動車関連
計測システム

測定範囲

8点
ひずみ

測定器

測定点数
入力
ひずみ測定
適用ゲージ抵抗
ブリッジ電源変換器仕様 TMR-323

ひずみゲージ

TMR-323−6平衡調整 抵抗 ±10000×10 ひずみ
範囲
容量 3000pF
平衡調整方式ソフトウェア式
零安定度±0.1×10−6ひずみ/℃以内
感度安定度±0.05%FS/℃以内
応答周波数DC〜2.5kHz
ローパスフィルタ
デジタルフィルタ
5Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
遮断周波数
およびPASS（アナログフィルタ2.5kHz）−3dB±1dB
5Hz〜1kHz：−48dB±1dB/oct
遮断特性
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（2.5kHz）：バタワースフィルタ
ハイパスフィルタ
デジタルフィルタ
遮断周波数
0.2Hz、1Hz およびPASS
A/D変換器18bit
チャンネルLED（セット・オーバー等）
表示
ユニット番号設定スイッチ
電源
DC10V〜30V 0.3A MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
耐振性
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
外形寸法
質量約660g（ゴムプロテクタ含む）

マルチレコーダ

TMR-323

標準付属品
取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本

株式会社東京測器研究所

389

測定器
マルチレコーダ

TMR-300シリーズ（各種ユニット）
TMR-332 熱電対電圧ユニット
熱電対T、K、Jによる温度測定、直流電圧±20Vを測定

ひずみゲージ変換器
TMR-332

測定器

熱電対測定用端子台
TA-02T

電圧測定用端子台
VA-02T

仕様 TMR-332
自動車関連
計測システム

熱電対測定
測定点数
適用熱電対
測定範囲

特殊測定
システム

測定レンジ

8点（熱電対測定用端子台使用時）
T,K,J
T－200 ～ 400℃
K－200 ～ 1300℃
J－200 ～ 1200℃－200 ～ 400℃
T
K, J
外部基準接点計測
ソフトウェア

測定確度
応答周波数
リニアライズ内部基準接点DC ～ 10Hz
デジタル演算

電圧測定
測定点数

8点（電圧測定用端子台使用時）
シングルエンド（不平衡）入力方式
チャンネル間絶縁
入力インピーダンス 約100kΩ
測定範囲
±20V
測定レンジ
±20Vレンジ 2mV分解能
測定確度±0.5％ FS
零安定度
±2ｍV/℃（最大感度にて）
感度安定度±0.05%/℃（最大感度にて）
応答周波数
DC〜10kHz
ローパスフィルタ
デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
遮断周波数
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB
1Hz〜1kHz：−12dB/oct
遮断特性
バタワースフィルタまたはベッセルフィルタ
PASS（10kHz）：−12dB/oct ベッセルフィルタ
A/D変換器24bit
チャンネルLED（セット・オーバー等）
表示
ユニット番号設定スイッチ
電源
DC10V〜30V 0.25A MAX(12V）（TMR-311より供給）
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
耐振性
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
外形寸法
質量約550g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品

0.1℃分解能－200 ～ 600℃

0.1℃分解能－200 ～ 1300℃

0.2℃分解能±（0.5％ rdg+1℃）（23℃±5℃）±（0.5％ rdg+2℃）±（0.5％ rdg+1.5℃）（23℃±
5℃）±（0.5％ rdg+2.5℃）

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書 … …………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本
熱電対測定用端子台TA-02T… …………………………………… 4 個
電圧測定用端子台VA-02T………………………………………… 4 個

熱電対測定用端子台「TA-02T」
測定点数
適用熱電対
使用温湿度範囲
外形寸法
質量計測
コンサルタント

電圧測定用端子台「VA-02T」
測定点数2点
入力インピーダンス 約100kΩ
使用温湿度範囲
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
外形寸法
42（W）×14（H）×25（D）mm（突起部を除く）
質量約20g

TMR-341 電圧出力ユニット
他の測定ユニットで測定したひずみ、温度データ
をアナログ変換して、電圧で出力仕様 TMR-341
出力点数
出力信号
出力レベル
出力確度
校正出力
出力確度
SN比
零点安定度
感度安定度
表示

TMR-341

電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

標準付属品
※ 電圧出力ユニットはコントロールユニットの直下に接続してくだ

さい。

390

2点
T,K,J
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
42（W）×14（H）×25（D）mm（突起部を除く）
約20g

株式会社東京測器研究所

8点（BNCコネクタ）
他測定ユニットの測定データの電圧出力 (対応測
定点は任意設定）、4点までの加減算結果の出力±10V、±5V、0 ～＋5V（5kΩ負荷）±0.5%FS
零および出力レベル範囲で任意出力±0.5%FS
50dBp-p以上（最大出力10Vに対して）±0.5mV/℃±0.05%/℃
チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
DC10V〜30V 0.3A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書 … …………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本

測定器

CANユニット

CANインタフェース内蔵でCANバスよりデータの記録・出力が可能

仕様 TMR-351
対応プロトコル
通信速度
メッセージ数
シグナル数
データ受信

データ送信
記録

CAN信号
データ受信
データ送信

コネクタ

記録可能ID数 0～64
シグナル数 0～8

0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向

200
（W）
×25
（H）
×100
（D）
mm
（突起部を除く）
約530g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品

電源出力
カウント範囲機能機能
TMR-353【デジタル出力部】

フォトカプラ絶縁
15V
4mA～25mA
0.5ms以上(応答周波数：1kHz以下)、
負論理
出力電圧：5V 出力電流：50mA
トリガ入力、
外部サンプリング入力、
マーカ信号入力
バランス信号入力、校正出力信号入力(ゼロ/＋/－)
測定開始(RUN)、
測定停止(HALT)、
測定一時停止(PAUSE) (各入力に任意で設定可能)

トリガ信号出力：1点
サンプリング信号出力：1点アラーム(上限)：1点
アラーム(下限)：1点
オープンコレクタ出力
最大印加電圧：15V
出力形式
最大負荷電流：5mA
ON時最大電圧：0.5V以下
サンプリング出力 出力信号周波数：1kHz以下

出力点数

仕様 TMR-353【周波数測定およびパルスカウント部】
4点
入力点数
矩形波又は正弦波
入力信号波形±15V
最大入力電圧
最小入力信号：50ｍVp-p
測定電圧範囲1Hz～100kHz
応答周波数

最大入力信号：±12V

低高レベル＋15mV
中高レベル＋100mV
スレッショルド高高レベル＋1.0V
レベル
デジタル
TTL、CMOS
任意
設定範囲：±10V
スレッショルド ±15mV時：±(15mV＋5mV)
上記以外：±(1％rdg＋50mV)
レベル確度

周波数測定確度 ±0.1％FS
周波数レンジ

4点

計測
コンサルタント【デジタル入力部】
入力点数
絶縁方式
最大印加電圧動作電流
入力パルス幅
電源出力

出力電圧：5V/12V
出力電流：5V/50mA、12V/25mA(5V/12V 同時使用不可)
0～29,999カウント
0～899,999,999カウント(1＋2CH 32bitカウンタモード)
周波数測定、
カウント数測定、
ロータリーエンコーダ演算
A相B相カウント数演算、
A相B相Z相角度演算

計測
ソフトウェアロータリエンコーダや速度センサなどのデジタルパルス信号をカウント及び周波数変換機能を搭載、また、トリガ（測定開始）信号入力、サンプリン
グクロック信号入出力、アラーム（上下限設定）
出力など、さまざまな測定に必要なデジタル入出
力が可能

特殊測定
システム

TMR-353 デジタル入出力ユニット

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書 … …………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本
CANケーブルCR-6480… ………………………………………… 1 本

自動車関連
計測システム電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

最大512
指定ID のメッセージを記録
記録可能なID 数：0～64
データ長：1～8Byte
TMR-311にてモニタ、記録する場合は、最大80 シグナル(80CH)(記録可能シグナルの最大数は、ユニット構成により異なる)
指定チャンネルのデータ出力
出力可能なデータ数：0～64
データ長：16bit(2Byte)
最大32Mbyte（内蔵RAM）
TMR-311 にて他の測定ユニットのデータ記録後、全てのメッセージを別途記録
データビット指定、
エンディアン設定
送信メッセージについてデータフレーム、
リモートフレーム、
リモートフレーム受信時返送の選択可能
メッセージ送信周期選択可能
リッスンオンリモード選択可能
ユニット番号設定スイッチ
CAN SIGNAL：CAN バス信号
RECEIVE：受信中
SEND：送信中
D-Sub 9 ピンコネクタ(オス)CAN 入力耐電圧-27V～40VDCMAX
0.5A MAX（12V）（TMR-311より供給）

測定器

表示

最大64 (受信：最大64、送信：最大62)

変換器

機能
TMR-351

CAN Specification V2.0B active 準拠
ISO11898(High Speed)
10k～1Mbps

ひずみゲージ

車両統合制御信号と加速度・トルク・応力の同時測定が可能となり、制御システムの解析が可能

マルチレコーダ

TMR-351

低レベル－15mV
低レベル－100mV
低レベル－1.0V
0.1V単位で設定可

100kHzレンジ（10Hz分解能）、50kHzレンジ（5Hz〃）、
10kHzレンジ（1Hz〃）、5kHzレンジ（0.5Hz〃）、
1kHzレンジ（0.1Hz〃）、500Hzレンジ（0.05Hz〃）、
100Hzレンジ（0.01Hz〃）

表示
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

ユニット番号設定スイッチ
0.5A MAX（12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向

200
（W）
×25
（H）
×100
（D）
mm
（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書 … …………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本
小型マイナスドライバ … ………………………………………… 1 本
周波数／パルスカウント用端子台 … …………………………… 4 個
デジタル入出力用端子台 … ……………………………………… 2 個

株式会社東京測器研究所

391

測定器
マルチレコーダ

TMR-300シリーズ（各種ユニット）
TMR-354 GPSユニット

ひずみゲージGPSなどの測位衛星システムからの測位情報を記録、GPSによる時刻合わせも可能
位置情報による長距離輸送時の挙動把握や、正確な時刻データによる他の機器や映像とのタイミング合
わせが可能

仕様 TMR-354
最大接続台数
対応GPS 受信機

位置測定精度GPS データ
GPS 時刻合わせ

変換器

データ受信
記録

測定器

機能
表示
TMR-354

自動車関連
計測システム

コネクタ

特殊測定
システム

関連製品

GPS受信機・・・TMR-GPSC※対応GPS受信機については問い合わせください

電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向

200
（W）
×25
（H）
×100
（D）
mm
（突起部を除く）
約530g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品

計測
ソフトウェア

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本※GPS 受信機及び接続ケーブルは別売

TMR-361 チャージアンプユニット

計測
コンサルタント

高い周波数特性と高い使用温度範囲が特長の圧電式加速度計に対応

ローパスフィルタ
遮断周波数

遮断特性
ハイパスフィルタ
遮断周波数
表示
TMR-361

仕様 TMR-361
4点
入力点数
適合圧電型加速度計 電荷出力型加速度計 電荷感度 0.1～10pC(m/s2)
入力コネクタミニチュアコネクタ 10-32UNF
許容電荷入力10000pC
測定確度±3%FS (100Hz、at 23±5℃)
0.01pC 分解能
250pCレンジ
電荷感度1pC/(m/s2)にて250m/s2 相当
0.1pC 分解能
測定レンジ
2500pCレンジ
電荷感度1pC/(m/s2)にて2500m/s2 相当
0.4pC 分解能
10000pCレンジ
電荷感度1pC/(m/s2)にて10000m/s2 相当
1Hz〜10kHz
応答周波数

392

TMR-311 に対して1 台
汎用RS-232C タイプ
通信速度11520bps NMEA プロトコル（電源供給なし）
CAN タイプ 通信速度250kbps（電源供給あり）GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou
測位確度2.5mCEP
更新周期1Hz※使用するGPS 受信機による
経度0.0000001°単位、 緯度0.0000001°単位、
標高1m 単位、 時刻0.1 秒単位、 速度0.1km/h 単位、
距離 1m 単位、 方位 0.1°単位※使用するGPS 受信機によるGPS 時刻データでのTMR-311 時刻合わせ※地域時間使用受信したGPS データを記録
TMR-311 にてモニタ、記録する場合は、GPS データを選択(記録可能なデータの最大数は、ユニット構成により異なる)
最大32Mbyte（内蔵RAM）
TMR-311 にて他の測定ユニットのデータ記録後、全てのGPS データを別途記録
モニタ、記録するチャンネルの設定
記録フォーマットの設定
地域時間の設定
TMR-311 時刻合わせの設定
ユニット番号設定スイッチ
STATUS：GPS 受信機信号
RECIVE：受信中
D-Sub 9 ピンコネクタ(オス)RS-232C 準拠×1
CAN 準拠×1
0.2A MAX（12V）（TMR-311より供給）

株式会社東京測器研究所

電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

デジタルフィルタ
1Hz〜1kHz（1Hz単位で設定可能）
およびPASS（アナログフィルタ10kHz）−3dB±1dB

1～1kHz：-12dB±1dB/oct
バタワースまたはベッセルフィルタ
PASS(10kHz)：ベッセルフィルタ

デジタルフィルタ
1Hz 固定チャンネルLED（セット・オーバー等）
ユニット番号設定スイッチ
0.35A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）2
29.4m/s（10〜55Hz）
3方向
200（W）×25（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約550g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品
取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本

適応加速度計のコネクタ形状

TMR-361の入力コネクタは、ミニチュアコネクタ10-32UNFになっています。電荷出力型加速度計のケーブルコネクタが10-32UNF（オス型）になっていれば接続できます。

測定器

測定ユニットを分散させ広範囲の動的測定を実現

マルチレコーダ

TMR-371 分散ユニット

仕様 TMR-371
1台（TMR-311

1台に対して）10台（TMR-311に直接接続する測定ユニットを含む）
0.2A MAX(12V）（TMR-311より供給）
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
200（W）×50（H）×100（D）mm（突起部を除く）
約800g（ゴムプロテクタ含む）

標準付属品

TMR-371

特殊測定
システム
計測
ソフトウェア●測定ユニットの接続台数は最大 10 台
コントロールユニット間の測定ユニットと合計し最大１０台接続可能です。また、コントロールユニッ
ト１台につき分散ユニット１台が接続できます。

自動車関連
計測システム●省配線
測定ユニットをセンサ近傍に配置できるので、センサケーブルの省配線が可能で、測定ユニットからデジタル信号になるので安定した測定が可能です。

測定器

分散ユニットTMR-371及び分散アダプタTMR-371-1は、TMR300シリーズの測定ユニットの分散・延長を可能にするユニットです。分散ユニットをコントロールユニットと接続し、分散アダプタ
を延長する測定ユニットに接続することで、コントロールユニット(分散ユニット)と測定ユニット(分散アダプタ)間を100mまで延長することができます。
分散ユニット1台に測定ユニットは最大10台接続可能です。測定ユ
ニ ッ ト を10台 分 散・ 延 長 さ せ た 状 態 で、 非 延 長 時 と 同 じ 最 高
100kHzサンプリングが可能です。測定ユニットへの電源供給も分散ユニットから接続ケーブルを通して行うため、接続ケーブル1本
で通信、同期、電源供給を可能にします。

●測定ユニットをスター型に分散配置可能
分散ユニット TMR-371 と各測定ユニット ( 分散ア
ダプタ TMR-371-1) 間を STP ケーブルにて延長（最大 100m）可能で、広範囲に点在するセンサの同期測定を容易に実現します。
●分散ユニットから電源供給
分散配置された各測定ユニットは分散ユニット
TMR-371 からの供給電源で駆動するので、電源設備の設置も不要です。

変換器

取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書……………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本

ひずみゲージ

分散ユニット接続
台数
測定ユニット接続
台数
電源
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

計測
コンサルタント

TMR-371-1 分散アダプタ
分散ユニット―測定ユニット間を最大100ｍ延長測定ユニットをセンサ近傍に設置でき省配線可能仕様 TMR-371-1
分散アダプタ接続
台数
測定ユニット接続台数
延長距離
使用温湿度範囲
耐振性
外形寸法
質量

10台 （TMR-371

1台に対して）1台
100ｍ
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露を除く）
29.4m/s2（10〜55Hz）3方向
130（W）×25（H）×50（D）mm（突起部を除く）
約150g

標準付属品
測定ユニット取付け例

保証書……………………………………………………………… 1 部

分散アダプタ
TMR-371-1

株式会社東京測器研究所

393

測定器
マルチレコーダ

TMR-300シリーズ（各種ユニット）
TMR-372 同期ユニット

仕様 TMR-372
同期可能ユニット

TMR-211との同期測定を実現

複数台同期

最大4台(マスター含む)
・TMR-311×1台＋TMR-211×3台
・TMR-311×2台＋TMR-211×2台
・TMR-311×3台＋TMR-211×1台※TMR-372は1システムで1台のみ使用可能、
TMR311が複数ある場合、必ずマスター側に接続する。
※TMR-372を接続したTMR-311は、接続できるユニット数が9ユニットに制限される。

遅延時間

最速サンプリング100kHz(10μs)にて
TMR-311から計測開始した場合、TMR-311のデー
タがTMR-211のデータに対して390μs遅延する。
TMR-211から計測開始した場合、TMR-311のデー
タがTMR-211のデータに対して350μs遅延する。

表示

ユニット番号設定スイッチ

電源

0.25A MAX（12V）（TMR-311より供給）

使用温湿度範囲

0 ～＋50℃ 85％ RH 以下(結露は除く)

耐震性

29.4m/s ２ (10 ～ 55Hz) 3方向

外形寸法

200(W)×25(H)×100(D) mm(突起部を除く)

質量約500g(ゴムプロテクタ含む)

ひずみゲージ変換器

TMR-372

測定器

同期ユニットの接続

自動車関連
計測システム同期ユニットTMR-37２は、TMR-300シリーズとTMR-200シリーズの同期測定を可能にするユニットです。
コントロールユニットTMR-211を組合せ最大4台のサンプリング、トリガ同期測定ができます。
パソコン（設定、モニタ、測定
結果、解析処理など）

Visual LOG 動的計測ソフトウェア
TMR-7630（別売）

特殊測定
システム

LAN または USB

計測
ソフトウェアコントロールユニット TMR-211（スレーブ）

コントロールユニット
TMR-311( マスター )TO TMR-211 “SYNCHRO

TMR-211

TMR-211接続台数 最大3台

コントロールユニット
TMR-311( スレーブ )標準付属品
取扱説明書（A3 八ッ折り）… …………………………………… 1 部
保証書 …………………………………………………………… 1 部
コントロールケーブルCR-6490… ……………………………… 1 本
同期ケーブル「CR-6461」………………………………………… 1 本※ 同期ユニットを使用する場合には計測ソフトウェア「TMR-7630」を使用して
ください。

IN”

同期ケーブル CR-6461 同期ケーブル CR-6461 同期ケーブル CR-872M など

計測
コンサルタント

頻度解析ライブラリ TMR-311-01（TMR-311のソフトウェアオプション）
マルチレコーダシステムTMR‐300シリーズに頻度解析機能を追加するソフト
ウェアオプションです。
あらかじめ設定されたプログラムに従って測定データを
デジタル処理し、頻度数として記録するヒストグラムレコーディングシステムを実現します。
計測を行う前に頻度計測の設定を行う必要があります。頻度計測を行うチャンネルを指定し、解析法およびスライスレベル、
フルスケールなどを設定します。
頻度計測はサンプリング間隔1ms 以上の低速モード時に最大80 解析を実行することが可能です。
また、同一のチャンネルを複数の解析法で設定することも可能です。

仕様 TMR-311-01
解析法
解析数
スライス数
フルスケール
カウント容量
無効振幅
ファイル機能極大値・極小値法、最大値・最小値法、時間法、振幅法、レベルクロッシング法、レインフロー法
80 解析 (任意チャンネル)最大100(±100 の範囲内で最大100 スライスの任意設定)
200 ～ 20000×10-6 ひずみ
約42 億カウント / スライス
4 ～ 5000×10-6 ひずみ (時間法以外の解析に有効)
頻度データのファイル記録(一定間隔毎の頻度データファイル化、および累計の頻度データファイル化可能)※ 解析条件として、サンプリング速度１msより低速かつ、SDカードが挿入されていること394

株式会社東京測器研究所

表示ユニットTMR-381による頻度計測設定画面およびグラフ表示画面

測定器
マルチレコーダ

関連製品（マルチレコーダ用）
ACアダプタ CR-1895

アッテネータケーブルCR-4010

TMR-311をAC100Vに接続し電源供給をします。
海外用ACアダプタ（CR-1897）もあります。

TMR-321で電圧測定を行う場合に使用します。
電圧測定範囲 ±20V

ひずみ1G2G4GユニットTMR-322用のブリッジボックスです。

120Ω（SB-120T）
350Ω（SB-350T）

結線法
使用温湿度範囲
外形寸法
質量

1ゲージ法3線式、2ゲージ法
0〜＋50℃ 85%RH以下（結露は除く）
20（W）×14.5（H）×25（D）mm（突起部を除く）
約10g

ハンドル

延長用コントロールケーブル
コントロールユニット、測定ユニット間を延長接続するケーブルです。総延長5ｍまで使用できます。

CR-6491

型名
CR-6491
CR-6493
CR-6495

ケーブル長
1m
3m
5m

分散アダプタ延長ケーブル（STPケーブル）

ブラケット

分散ユニットTMR-371と分散アダプタTMR-371-1間を接続するSTP（Shielded Twisted Pair）ケーブルです。最大100ｍ延長できます。

表示ユニット取付スタンド
CR-8899

ケーブル長
5m
10m
20m
50m
100m

コントロールユニット同期ケーブル

チルト型固定スタンド
レ コ ー ダ 本 体 に 設 置 し、表 示
ユニットの角度を自在に可変可能なスタンドです。
（専用ね
じ付属）
CR-8701

型名
CR-872Ｍ
CR-875Ｍ
CR-8701
CR-8702
CR-8705
CR-8710SYNC

ケーブル長
2ｍ
5m
10m
20m
50m
100m

計測
コンサルタント

コントロールユニットTMR-311間を接続する同期ケーブルです。最大100ｍ延長できます。

計測
ソフトウェア吸着スタンド表示ユニットをフロントウィン
ドウなどに固定する吸着式スタンドです。
（専用ねじ付属）

型名
CR-8805
CR-8810
CR-8820
CR-8850
CR-8899

特殊測定
システム

据付用のL金具です。
（専用ねじ付属）自動車関連
計測システム運搬および固定用のハンドルです。
（専用ねじ付属）測定器

1点

適用ゲージ抵抗

BNCコネクタ

変換器

測定点数

ひずみゲージ

ブリッジボックスSB-120T ／ SB-350T

添付ソフトウェア
動的計測ソフトウェアTMR-7300
動的計測ソフトウェアTMR-7300は、TMR-311を1台コントロー
ルし、オンライン・オフラインの測定を行えます。データモニタ・デー
タ収集・データ編集（作表、作図）・データ処理、拡張CHによる演
算を行うことができ、オフライン計測ではフリーラン、データトリ
ガ、プログラム計測を実行できます。

リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300
リアルタイムデータ収録ソフトウェアRD-7300は、TMR-300シリー
ズで測定したデータを直接パソコンで収集し、記録します。TMR311のデータメモリやSDカード容量に依存しない長時間、大容量の測定を行うことができます。また、データ処理には同じく添付の計測データ編集ソフトウェアRD-7300-Eを使用します。

計測データ編集ソフトウェアRD-7300-E
RD-7300で記録されたデータファイルの管理と複数データファイ
ルの一括処理、作図などデータ処理を行うソフトウェアです。
対応ソフトウェア

標準添付ソフトウェア

オプションソフトウェア
TMR-7630

動的計測ソフトウェア

TMR-7300

TMR-7630-H（頻度処理）

リアルタイムデータ収録ソフトウェア

RD-7300

RD-7640

計測データ編集ソフトウェア

RD-7300-E

WF-7630

TMR-7630-M（動画対応）

株式会社東京測器研究所

395