LC/MS用分析カラム

LC/MS用分析カラム SYPRON
2020年1月7日改訂版■ 分析カラム品 名粒子径SYPRON AX-1

5 μm

SYPRON AX-2

接液部材質

ステンレス

5 μm

PEEK

内径 長さ（mm）（mm）
2.1
3.0
2.1

Cat.No.

価

格1005020-11002

160,000

1505020-11008

178,000

1005020-11011

190,000

1005020-11006

190,000

1505020-11007

209,000

LC/MS 用分析カラム

サ イ プ ロ ン

注）標準ジョイント形式は、UP型（パーカー型）です。
カラムの耐圧は、12 MPaです。

■ ガードカラム（SYPRON AX-1用）
品

名

交換用カートリッジ（2本組）
SYPRON AX-1

内径長さ（mm） （mm）

Cat.No.

価

格2.1105020-08641

60,0003.0105020-0864360,000

5020-08640

27,000SYPRON Guard ホルダー

New Innovative Column for LC/MS

注）
ジョイント形式は、UP型（パーカー型）です。
ホルダーには、PEEK製オシネが付属します。
SYPRON AX-2用のカードカラムについては、お問合せください。

東 京 営 業大阪
支
横浜支
東 北 営 業筑 波 営 業
北 関 東 営 業
千 葉 営 業
名 古 屋 営 業
広 島 営 業
九 州 営 業部
店
店
所
所
所
所
所
所
所

T E L .0 3（ 5 3 23 ）6 61 1
T E L .0 6（ 6 3 57 ）5 06 0
T E L . 04 5（ 9 85 ）7 90 0
TE L . 02 4（ 5 34 ）2 19 1
TE L . 02 9（ 8 58 ）3 70 0T E L . 04 8（ 7 7 8 ）5 0 0 1
TE L . 04 3（ 2 48 ）2 44 1
T E L . 05 2（ 9 31 ）1 76 1
TE L . 08 2（ 2 33 ）1 10 1
TE L . 09 2（ 7 38 ）6 63 3

F AX .0 3（ 5 3 23 ）6 62 2
FA X .0 6（ 6 3 57 ）4 58 0
FA X . 04 5（ 9 85 ）7 90 1
F A X. 02 4（ 5 36 ）1 51 8
F A X. 02 9（ 8 58 ）3 78 0
FA X . 04 8（ 7 7 8 ）5 0 0 5
F A X. 04 3（ 2 48 ）2 48 5
FA X . 05 2（ 9 31 ）1 81 4
F A X. 08 2（ 2 33 ）1 11 0
F A X. 09 2（ 7 38 ）6 63 6

総 合 技 術 本 部
カスタマーサポートセンター
福島
工場

T E L .0 4（ 2 9 34 ）2 12 1
T E L .0 4（ 2 9 34 ）1 10 0
T E L . 02 4（ 5 33 ）2 24 4

FA X .0 4（ 2 9 34 ）2 12 8
FA X .0 4（ 2 9 34 ）3 36 1
F A X. 02 4（ 5 34 ）2 13 9

●掲載している価格には消費税が含まれていません。
●改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
●本文中には TM および ® マークは明記しておりません。
●データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しましても、当社が責任を負うものではありません。
また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本 社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿 6丁目22番1号 新 宿スクエアタワー30F
TEL .03（5323）6611
FAX.03（5323）662 2

http:// www .gls.co.jp E -mail:info@gls.co.jp

安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2020年1月時点のものです。

20161216SE3T

LC/MS用分析カラム

LC/MS のために生まれた画期的なカラム

水道水中の臭素酸イオン、塩素酸イオン、亜塩素酸イオン、過塩素酸の分析
SYPRON AX-1は、LC/MSによる陰イオン分析用に最適化されたカラムです。陰イオン類の分離能を持ち、低い塩濃度の移動相では夾雑イオンを溶出することができるため、水中の臭素酸分析などに適しています。
■ Conditions

1.臭素酸イオン（BrO₃-）
2.亜塩素酸イオン（ClO₂-）3.塩化物イオン（Cl-）

SYPRONは、質量分析計のパフォーマンスを最大限に発揮するために生まれた高性能なカラムです。

4.塩素酸イオン（ClO₃-）5.過塩素酸イオン（ClO₄-）

高い精度の分析を可能にし、水質環境分析の精度向上と効率化に貢献します。

6.硫酸水素イオン（HSO₄-）

System：LC-MS/MS (Nexera＋4500 QTRAP)

Eluent*：A）5 mM CH₃COONH₄ in H₂O / CH₃CN = 60 / 35

Flow Rate：0.2 mL/min

Col. Temp.

：40 ℃

ColumnB）50 mM CH₃COONH₄ in H₂O / CH₃CN = 60 / 35：MS/MS (ESI, Negative, SRM)
Chlorate ion
Bromate ion
Chlorite ion
Perchlorate ion

Q1:83
Q1:127
Q1:67Q1:99

Q3:67
Q3:111
Q3:51
Q3:83＊グラジエント条件

Time（min）

亜塩素酸イオン（0.06 mg/L）

5 μm, 150 × 2.1 mm I.D.

Injection Vol. ：5 μL
Detection

臭素酸イオン（0.001 mg/L）：SYPRON AX-1

塩素酸イオン（0.06 mg/L）

過塩素酸イオン（0.002 mg/L）

Time(min)
0.0

A%
90

B%
10

11.0901017.0520.1

901028.090

1020.095

595

参考資料：
土屋裕子，小林憲弘，五十嵐良明：水道水中の塩素酸・亜塩素酸・過塩
素酸・臭素酸のLC/MS/MS 一斉分析法の開発．環境科学会 2019 年会（2019.9.13 愛知県名古屋市）．

仕様

SYPRON AX-1

SYPRON AX-2

母体

5 µm

5 µm

メタクリレートポリマー メタクリレートポリマー粒子径官能基カウンターイオン

四級アンモニウム基Cl-

四級アンモニウム基Cl-

推奨アプリケーション 水中の陰イオン類分析 有機酸分析

有機酸の分析例
SYPRON AX-2は、AX-1と比較してわずかに保持力が高く設計されており、LC/MSによる有機酸などの一斉分析に適しています。
■ Conditions

System：LC-MS/MSEluent *：A）H2O/CH3CN= 50/50, v/v

け、安定した分析を実現します。

Flow Rate：0.4 mL/min

MSの性能を発揮

Col. Temp.

：40 ℃

優れた分離性能
SYPRON AXシリーズは、親水性ポリマーに四級アンモニウム基を導入した陰イオン交換カラムです。高い分離性

Column：SYPRON AX-2

5 μm, 150 × 2.1 mm I.D.

B）100 mM HCOONH4能を示しながら、夾雑イオンを早く溶出させる特長を併せ持ちます。質量分析におけるサプレッションの影響を避

一般的にイオン交換モードで強く保持される成分を溶出させるためには、高い塩濃度の溶離液を使用します。
しかし、高濃度の塩はイオン化を抑制し、感度低下を招く上に、質量分析計への負担が大きいことが懸念されます。

in H2O/CH3CN= 50/50, v/v

Injection Vol. ：10 μL
Detection：MS（ESI, Negative, SIM）

＊グラジエント条件
Time(min)A%B%

SYPRON AXシリーズは、その保持能力が最適化されており、低い塩濃度の溶離液を使用した分析に使用できるた

0.0

9010

め、質量分析計においても、安定した分析が可能になります。

5.05050

5.190109.09010