測定器

T-ZACCS3

変換器

データロガー TS-560
測定器
計測
ソフトウェア

リモートデータロガー機能

USBインターフェースType C●無線 LANユニット組合せ

GND端子

ISW/IHW系スイッチボックスを接続●左側面

LAN標準搭載

USBメモリスロット

RS-232C

SDカードスロットLAN

タブレット端末

LANケーブル
無線LANユニット(市販製品)

スマートフォン

●Ethernet LAN ハブ接続

LAN標準搭載

計測コンサルタント

ユーザの通信モードに合わせたリモート操作ウェブサーバ機能(リモートデータロガー機能)を搭載。インターネットブラウザからTS-560での測定やモニタリングができます。
専用ソフトウェアは不要です。

●右側面

特殊測定システム

本器は、高速スイッチボックスIHW-50GやスイッチボックスISW50Gと組合せることで、手軽に多点測定が可能なデータロガーです。
ひずみゲージをはじめ、ひずみゲージ式変換器、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体など、ユーザの使用用途に合わせて最大1000点までの測定が行えます。従来のデータロガーに比べて小型・軽量なサイズを実現したことで、様々な計測シーンに対応できます。タッチパ
ネル付きカラー液晶モニタを採用し、明瞭なモニタ表示と快適で直感的な操作性を備え、測定データのモニタや計測後の速やかな確認・検証を可能とします。

自動車関連計測システム

側面インタフェース

ひずみゲージ● 堅牢な内蔵データメモリにより確実にデータを保持● 日差±1秒の時計精度で安定したインターバル測定を実現● 「 センサID」により、係数・単位・小数点・セン
サ種別を一括設定● 設定不要のインターバル測定「クイックインターバル」搭載● インターネットブラウザからのリモート操作を可能にする「リモートデータロガー」搭載● 測 定点数は、最大1000点（外部スイッチボックス使用）● ひずみの完全な補正方法搭載● 多彩なチェック機能（タイマによる自動チェックが可能）● タッチパネル付きカラー液晶モニタ● インターバルタイマ、モニタコンパレータによる自動測定機能搭載● 記録メディアは、SDカード、USBメモリに対応● LAN、USB、RS-232C標準搭載● 外部電源供給停止の場合にも内蔵電池にて使用可能

電源コネクタ

データロガー

TS-560パソコン

LANケーブル
LANケーブル
Ethernet LAN ハブ(ユーザ環境)リモートデータロガー機能を使ったファイルダウンロード
リモート操作中に本器が記録したデータメモリまたはSDカードの測定データファイルをパソコンやタブレットにダウンロード(転送)できます。複数のファイルを選択することもできます。
※ USBメモリに保存したファイルのダウンロードはできません。

株式会社東京測器研究所

305

測定器

データロガー

TS-560
タッチパネル操作のディスプレイ

データを守る●内蔵電池搭載

ひずみゲージ

ファイルアクセス中に外部入力電源 が 不 意 に 切 断 と な っ た 場 合 も、動作中停電することなく電力を供給し続けることでファイルの破損を防止電源供給できます。

見やすさと直感的な操作性を追求したタッチパネル付きカラー液晶ディスプレイです。日本語と英語表示にも対応しています。

入力電源切断●設定メニュー         終了処理

測定：

センサモード、スキャンチャ
ンネル、センサ ID など

内蔵電池

確認:
チェック、設定リストの出力●データバックアップ機能

自動測定設定のリスト出力など

変換器

測定データの記録はSDカードを利用しますが、耐久性及び信頼性の高い内蔵データメモリにより、SDカードの故障時にも確実にデータをバックアップします。

記録：
ファイル管理、ファイル出力
インターフェースの選択など

構成:

内蔵データ
メモリ

日付 / 時刻、測定環境、バージョンアップ、出荷時設定など

トラブル
発生

測定器

記録完了

●センサモードの選択
ひずみ-1：

記録エラー

SD カード

4 G A G E /4 G A G E 0 .1μ/1G3W/
4G C350Ω/4G C350Ω 0.1μ/他

自動車関連
計測システム

当社指定のSDカードはデータ保持期間が長く(約10年)、書込み頻度の多い測定に適した産業用途専用を採用しています。
USBメモリはデータコピーおよび再生のご利用となります。

ひずみ-2：
1G4W 120Ω , 240Ω , 350Ω
1G3W 120Ω -T, 240Ω -T, 350Ω -T

温度：

特殊測定システム

T(CC)/K(CA)/J(IC)/B/S/R/
N/E(CRC)/Pt100 3W

その他：
DC 640mV/DC 64V/JUMP

計測ソフトウェア●センサID設定
センサID(パラメータ)を保存できます。係数・単位・表示桁・セン
サ種別などのパラメータを一括設定できます。例えば、接続センサの一部を入替え時、保存したセンサIDを読み出して該当パラメータのみを更新するだけで、新しい測定の設定が完了します。

計測コンサルタント

システムブロック図
データロガー

ひずみゲージ

T-ZACCS5 TS-560
A/D変換器内蔵型
スイッチボックス

RS422変換
RS-422
ケーブル

LAN
USB
RS-232C

CR-6560

IHW-50G

CR-832Mなど
SWIYCHING

BOX

ひずみゲージ式変換器

ISW-50G

IHW-50G

直流電圧
パソコン
計測ソフトウェアTDS-7130v2
LAN接続時はリモートデータロ
ガー機能使用可SDカードスロット

USBメモリスロット
熱電対

タブレット

３つのインターフェースを標準搭載

白金測温抵抗体スマートフォン
無線LAN

無線LAN
LAN

Ethernet LAN

USB

USB
RS-232C

306

株式会社東京測器研究所

モデム

パソコン
モデム

パソコン

測定器

データロガー仕様
測定能力最大1000点(測温機能付きひずみゲージ使用時は2000点まで可能)
0.4秒 /1000点 (1秒/1000点)

測定点数
測定速度

IHW-50GISW-50G

測定モード

補正モード

スキャニング
測定スタートスキャニング

センサモード

機能

TEDS

規格機能

測定時
センサ

機能
クイック設定 時間間隔
時間間隔
実時刻スタート
スタート回数
テーブル設定 ステップ数
GOTO ステップ
GOTO コンパレータ
実行処理
スリープ機能設定した時間間隔、時刻によるスキャニング測定
1分/10分/1時間 (毎正分または毎正時に測定)
時間・分・秒、最大99時間59分59秒までス
テップごとに設定可能
スタート時刻(日・時・分・秒)をステップごとに設定可能
1ステップあたり最大99回または無限回
最大50ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
モニタコンパレータのステップ1に移動
スキャニング、絶縁チェック、感度チェック
ばらつきチェック、熱電対断線チェック
スキャニング終了時からスキャニング開始まで1分以上のインターバル時、自動的に電源をON/OFF

モニタコンパレータ
機能
比較量
比較方法
スタート回数
テーブル設定ステップ数
GOTO ステップ
GOTO インターバル

モニタチャンネル(1点)の設定変化量による自動計測
ステップごとに設定可能 最大±999999
変化量または上下限値
1ステップあたり最大99回または無限回最大50ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
インターバルのステップ1に移動

リモートデータロガー機能
機能
接続
ファイルダウンロード

Webサーバ機能によるデータロガーのリモート操作、リモートモニタ
リングおよびデータのダウンロード機能
LAN
データメモリまたはSDカードの測定データファイル（複数のファイルを選択可）をZIP形式でパソコンやタブレットにダウンロード(転送)操作、インターフェースからコマンドを任意設定時間受けないと自動的にLCDのバックライトをOFF する。
自動バックライトOFF 機能のON/OFF 設定可

記録
機能
内蔵

記録フォーマット
容量
機能

SDカード

物理フォーマット
記録フォーマット
容量

USBメモリ機能
物理フォーマット

測定データの記録・再生、設定ファイルの保存
TDSフォーマット、CSVフォーマット
540CSVフォーマット
512Mバイト
測定データの記録・再生・コピー、設定ファイルの保存・コピー
センサIDの書出し・読込み
FAT16/32
TDSフォーマット、CSVフォーマット
540CSVフォーマット
512Mバイト (当社指定)測定データの再生・コピー、設定ファイルの保存・コピー
センサIDの書出し・読込み
FAT16/32

インターフェース
LAN
USB
RS-232C

10BASE-T/100BASE-TX
汎用コマンドポートサーバ機能(各種設定、計測、データ収集)Webサーバ機能(リモートデータロガー機能)
USB2.0プロトコル互換（接続端子：USB Type-C）
汎用コマンド対応(各種設定、計測、データ収集)
RS-232C準拠
ボーレート 9600/19200/115200 bps
汎用コマンド対応(各種設定、計測、データ収集)

スイッチボックス ISW ／ IHW
測定確度
対象機種
接続台数
延長距離
接続ケーブル

スイッチボックスの仕様による
IHW-50G/ISW-50G
20台接続（1000点）
800m（機器間）
CR-832M（CR-6560を使用）※ 1 台目のスイッチボックス接続インタフェースは ELECTRICAL(RS-422) のみ対応

計測
コンサルタント

インターバルタイマ

320x240ドット

計測
ソフトウェア

チェック機能センサID操作
自動バックライトOFF

カラー TFT液晶ディスプレイ (タッチパネル付)
点欠陥：10ドット以下（経年劣化を除く）
タッチパネル、POWERキー

特殊測定システム

センサID
TEDS機能表示器

自動車関連
計測システムチャンネル設定

表示・操作

測定器

モニタ
手動
自動インターフェース
係数
単位
小数点
オフセット

年、
月、日、時、分、秒
日差±1秒 (23°C±5°C)

変換器

測定点
切換方式

設定
確度

ひずみゲージ

シンプルメジャー

2秒 /1000点 (3秒/1000点)
イニシャル、ダイレクト、メジャー(温度測定はダイレクトのみ)
係数1.000単位
センサモードに連動
小数点
センサモードに連動
Comet NON、Comet A、Comet B
ファーストチャンネルからラストチャンネルまで自動切換測定(ジャンプ可能)
モニタチャンネルの繰り返し測定(最大10点)
STARTボタン（モニタ画面）インターバルタイマ、モニタコンパレータ
LAN、USB、RS-232C±(0.0001~99999)µɛ、mV、°C、㎏f、㎜など40種類
小数点以下の表示を0~5桁任意に設定可能
任意測定チャンネル毎に書込み
ジャンプ
1ゲージ法3線式 120/240/350Ω
1ゲージ4線式 120/240/350Ω
2ゲージコモンダミー法、2ゲージ法
4ゲージ法、4ゲージ法定電流350Ω
ひずみ
4ゲージ法高分解能モード
4ゲージ法定電流350Ω高分解能モード
4ゲージ法0-2Vモード
測温機能付きゲージ 120/240/350Ω
直流電圧 640mV、64V
熱電対 T/K/J/B/S/R/E/N
温度
白金測温抵抗体 Pt100 3W
センサIDの読み込みと設定
センサIDへの書き出し
IEEE1451.4クラス2対応(テンプレートNo.33)
センサ情報の読み込みと設定
オープンチェック
絶縁チェック、感度チェック、ばらつきチェック、熱電対断線チェック、リード線抵抗チェック、ブリッジ出力チェック

時刻

内部電源
内部電池
電池容量
連続使用時間充電時間

リチウムイオンバッテリ
2450ｍAh
約1時間（気温：23℃±5℃、IHW-50G接続時）
約3時間（スタンバイ時）（CR-1867使用時）

電源
定格電源電圧
最大消費電力ACアダプタ（CR-1867）
AC100~240V 50/60Hz
2A MAX（DC12V）

環境
使用温湿度範囲
充電温湿度範囲

0~+50° C   85%RH以下
0~+40° C   85%RH以下(結露を除く)(結露を除く)その他
外形寸法
質量200(W)×30(H)×150(D) mm（突起部を除く）
約1kg

標準付属品
取扱説明書（CD）…………………………………………………… 1 枚ACアダプタ（CR-1867）… ………………………………………… 1 本
RS422変換ケーブル（CR-6560）… ………………………………… 1 本
アース線（CR-2020）………………………………………………… 1 本
保証書………………………………………………………………… 1 部

株式会社東京測器研究所

307

測定器

データロガー

TS-560関連製品

ひずみゲージ

SDカード 512MB

高速スイッチボックス IHW-50G

耐久性の高い工業用SDカード、当社指定の製品をご利用ください。

高速、高精度測定が 可能なA /D変換 器内蔵（並行動作対応）型のスイッチボックスです。
50点を0.4秒で高速に測定できます。本器を複 数台 使 用したシステムでは、1000点でも0.4秒でひずみ測定ができます。TS-560本体とは絶縁されたRS-422で接続します。

RS-232Cケーブル CR-5532Dsub9P 10P（小型）クロス1.5ｍ パソコンとの接続に使用します。

変換器

スイッチボックス ISW-50G

測定器

計測ソフトウェア Visual LOG

高速、高精度測定が可能な A/D 変換器内蔵型のスイッチボックスです。50 点を2 秒で測定できます。本器を複数台使用したシステムでは、1000 点でも 2 秒でひずみ測定ができます。TS-560 本体とは絶縁された RS-422 で接続します。

Visual LOG TDS-7130v2 静的計測ソフトウェア
Visual LOG Light TDS-700L インターバル計測ソフトウェア
Visual LOG Light TDS-Mail データメール管理ソフトウェア（6章 計測ソフトウェアを参照してください。）

自動車関連
計測システム
特殊測定システム

主な対応スイッチボックスの機能比較
スイッチボックス 型名

計測ソフトウェア

IHW-50G
IHW-50G-05
ISW-50G
ISW-50G-05
＊ 1:

測定点数
5050

コネクタ
ひずみ併用
●

●DC電圧

熱電対

白金測温 避雷器 1000点 スキャニング 1ゲージ
抵抗体内蔵
測定
速度
４線式 *1切換
方式

適用

●

●

●

●

●

●

●

1s0.4s/1000点●

半導体 測温機能付きゲージのひず
リレー み・温度、1ch測定機能対応

●

●

●

●

●

●

●

3s2s/1000点●

半導体 測温機能付きゲージのひず
リレー み・温度、1ch測定機能対応

1 ゲージ 4 線式 本体内蔵 1 ゲージ 4 線式ユニットオプション ( コード HF) とは別に同機能を搭載したスイッチボックスでも併せてご利用いただけます。

計測コンサルタント308

定電流 高分解能モード モード

株式会社東京測器研究所