測定器

データロガー

TDS-540（汎用型）

変換器

データロガー TDS-540

測定器
計測
コンサルタント

タッチパネル付きカラーTFT液晶ディスプレイ
プリンタON/OFF
サブ電源スイッチ

プリンタ 紙送り

USBメモリスロット

SDカードスロットスタートキー
HOMEキー

計測
ソフトウェア

背面パネル

カバーオープン用レバー

特殊測定システム

本器はひずみゲージ、温度、直流電圧や熱電対、白金測温抵抗体などの多点自動切換測定を目的としたデータロガーで、当社独自の測定方式により各種熱起電力、増幅器の零点移動、商用電源ノイズを除去し、高精度で高安定な測定を実現します。測定点数は本体だけで最大30点、外部スイッチボックスを併用して最大1000点までの測定が行えます。また、高速スイッチボックスIHW-50Gとの組合せで最大1000点のひずみ測定を0.4秒で実行します。新たにリモー
トデータロガー機能を搭載し、インターネットブラウザからのリモート操作を可能にしました。無線LAN搭載（オプション)により、タブレット端末やスマートフォンからデータロガーの測定やモニタ
リ ン グ が で き ま す。 イ ン タ ー フ ェ ー ス はEthernet LAN、USB、RS-232Cのほか、オプションで無線LANに対応しています。

自動車関連計測システム

前面パネル

ひずみゲージ● 堅 牢な内蔵データメモリとUPS回路により確実にデータを保持● 日差±1秒の時計精度で安定したインターバル測定を実現● 最速4秒の高速起動● 「センサID」により、係数・単位・小数点・センサ種別を一括設定● 設 定不要のインターバル測定「クイックインターバル」搭載● イ ンターネットブラウザからリモート操作「リモートデータロガー」搭載● 測定点数は1000点（外部スイッチボックス使用）● 測定スピードは1点当たり0.04秒の高速測定● 高分解能（0.1×10-6ひずみ）モード搭載● 測温機能付きひずみゲージを1チャンネルで測定可能● ひずみの完全な補正方法搭載● 多彩なチェック機能（タイマによる自動チェック可能）● タッチパネル付きカラー液晶モニタ● 高速プリンタ内蔵（1チャンネル1行0.04秒）● 記録メディアは、SDカード、USBメモリに対応● LAN、USB、RS-232C標準搭載● 無線LANユニット搭載可能（出荷時オプション）● 最大30点の半導体リレースイッチボックス内蔵可能● 内 蔵スイッチボックスには避雷用サージアブソーバを標準装備● T ML-NET対 応（ASW/SSWユ ニ ッ ト お よ びNDR100と組合せ）

内蔵スイッチボックスユニット(出荷時オプション)
10チャンネル標準搭載
最大30チャンネル
接地用端子

TO ASW/SSW
ASW/SSW系スイッチボックスを接続するコントロールユニット(出荷時オプション)

主電源スイッチ

AC電源コネクタ
TO ISW/IHW
ISW/IHW系スイッチボックスを接 インターフェース
続するコントロールユニット
RS-232C、USB、LAN(出荷時オプション)

株式会社東京測器研究所

309

測定器

データロガー

TDS-540（汎用型）
リモートデータロガー機能

1ゲージ4線式測定方法 [特許]ユーザの通信モードに合わせたリモート操作
ウェブサーバ機能(リモートデータロガー機能)を搭載。インターネットブラウザからTDS-540での測定やモニタリングができます。
専用ソフトウェアは不要です。

モジュラープラグによるワンタッチ接続でひずみ測定ができます。

ひずみゲージ●無線 LANユニット組合せ

タブレット端末

変換器

LANケーブル
無線LANユニット(市販製品)

LAN標準搭載●リード線抵抗による感度低下がない●リード線の熱出力による影響がない●接触抵抗の影響がない●プラグ接続により鉛フリー化、環境に優しいひずみ測定

スマートフォン

●Ethernet LAN ハブ接続

パソコン

測定器

LANケーブル
LANケーブル
Ethernet LAN ハブ(ユーザ環境)LAN標準搭載●無線 LANユニット搭載

出荷時オプション

当社開発の1ゲージ4線式ひずみ測定法はひずみゲージに4線式リード線を結線しモジュラープラグによる接続を可能にします。多点測定における長時間の接続作業をモジュラーコネクタによるワンタッチ接続により大幅に改善します。4線式は以下の機能を実現します。

1CHひずみ・温度同時測定
タブレット端末

自動車関連
計測システム

測温機能付きひずみゲージ ： FLAB-2T/QFLAB-2T など
コンスタンタン線

無線LAN オプション搭載

リモートデータロガー機能

青ー銅
白ーコンスタンタン線
赤ー銅（独立線）

銅線
スマートフォン

特殊測定システム

当社独自の測温機能付きひずみゲージはこれまでひずみと温度測定用に2チャンネル必要でしたが、TDS-540では1ゲージ法3線式の結線による1チャンネルのみでひずみ測定とT型熱電対の測定を同時におこなえます。

内蔵無線 LAN ユニットは日本国内における認証のみとなります。海外使用には対応していません。市販の無線 LAN ルーターを接続してご利用ください。

リモートデータロガー機能を使ったファイルダウンロード
計測
ソフトウェア

リモート操作中に本器が記録したデータメモリまたはSDカードの測定データファイルをパソコンやタブレットにダウンロード(転送)できます。複数のファイルを選択することもできます。
※ USBメモリに保存したファイルのダウンロードはできません。

※測 温機能付きひずみゲージの 1CH 測定は内蔵スイッチボックスの他、ISW-50G、IHW-50G でもご利用いただけます。

計測
コンサルタント

システムブロック図
出荷時オプション

内蔵スイッチボックス

内蔵スイッチボックス増設

A/D変換器内蔵型スイッチボックス

ひずみゲージIHW-50G

CR-842M
CR-832Mなど

ISW-50G

ひずみゲージ式変換器

ISW/IHWユニット

光ファイバまたはRS-422

ASW/SSWユニット
無線LANユニット
データロガー TDS-540

従来型スイッチボックス
SSW-50D

直流電圧専用接続ケーブル

ASW-50C

熱電対

白金測温抵抗体

TML-NET
ネットワークモジュール
NSWシリーズ

CR-801Mなど

ネットワークドライバ

SDカードスロット

USBメモリスロット

専用接続ケーブル
CR-801Mなど

NDR-100

無線LAN（オプション）

スマートフォン
無線LAN

無線LAN

３つのインターフェースを標準搭載

株式会社東京測器研究所

LANEthernet LANUSBUSB
RS-232C

310

パソコン

タブレット

モデム

モデム

パソコン

測定器

データロガー

仕様（本体）
測定能力

測定点数

スイッチボックス接続時
最大1000点
スイッチボックス接続(測温機能付きひずみゲージ使用時は2000点内蔵スイッチボックスユニッ まで可能)
ト併用時
内蔵スイッチボック 最大30点(測温機能付きひずみゲージ使用時
スユニットは60点まで可能)
0.4秒 /1000点 (1秒/1000点)

ISW-50G

2秒 /1000点 (3秒/1000点)

スキャニング速度 ISW-50C(測定速度)
ASW/SSW

3秒 /1000点 (5秒/1000点)

TML-NET0.08秒 /点 (80秒/1000点)
0.20秒/点 (200秒/1000点)

スリープ機能モニタコンパレータ
機能
比較量
比較方法
スタート回数
テーブル設定ステップ数
GOTO ステップ
GOTO インターバル

表示器
操作

モニタチャンネル(1点)の設定変化量による自動計測
ステップごとに設定可能 最大±999999
変化量または上下限値
1ステップあたり最大99回または無限回
最大50ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
インターバルのステップ1に移動

カラー TFT液晶ディスプレイ (タッチパネル付)
タッチパネル、POWERキー、HOMEキー
STARTキー、PRINTERキー、FEEDキー

320x240ドット

記録
機能
内蔵

記録フォーマット
容量
機能

SDカード

物理フォーマット
記録フォーマット
容量

USBメモリ機能
物理フォーマット

測定データの記録・再生、設定ファイルの保存
TDSフォーマット、
CSVフォーマット
540CSVフォーマット
512Mバイト
測定データの記録・再生・コピー、設定ファイルの保存・コピー
センサIDの書出し・読込み
FAT16/32
TDSフォーマット、
CSVフォーマット
540CSVフォーマット
512Mバイト (当社指定)測定データの再生・コピー、設定ファイルの保存・コピー
センサIDの書出し・読込み
FAT16/32

プリンタ
印字内容
印字方式
印字速度
適合用紙

測定データ、設定値、チェック結果など
感熱式
1チャンネル1行/0.04秒
P-80 (紙幅80mm)

インターフェース
無線LAN (オプション)

IEEE802.11b/g/n 準拠
汎用コマンドポートサーバ機能(各種設定、計測、データ収集)※ 日本国内のみの利用とWebサーバ機能(リモートデータロガー機能)なります。

LAN

RS-232C

DHCPサーバ機能
10BASE-T/100BASE-TX
汎用コマンドポートサーバ機能(各種設定、計測、データ収集)
Webサーバ機能(リモートデータロガー機能)
USB2.0プロトコル互換
汎用コマンド対応(各種設定、計測、データ収集)
RS-232C準拠
ボーレート 9600/19200/115200 bps
汎用コマンド対応(各種設定、計測、データ収集)

計測
コンサルタント

実行処理

表示・操作

USB
設定した時間間隔、時刻によるスキャニング測定
1分/10分/1時間 (毎正分または毎正時に測定)
時間・分・秒、最大99時間59分59秒までス
テップごとに設定可能
スタート時刻(日・時・分・秒)をステップごとに設定可能
1ステップあたり最大99回または無限回
最大50ステップのプログラム可能
以前のステップにプログラムループ可能
モニタコンパレータのステップ1に移動
スキャニング、絶縁チェック、感度チェック
ばらつきチェック、熱電対断線チェック
スキャニング終了時からスキャニング開始まで1分以上のインターバル時、自動的に電源をON/OFF

年、月、日、時、分、秒
日差±1秒 (23°C±5°C)
約60日間(満充電時)計測
ソフトウェア

実時刻スタート
スタート回数
テーブル設定 ステップ数
GOTO ステップ
GOTO コンパレータ

設定
確度保持

特殊測定システム

時間間隔

時刻

自動車関連
計測システム機能
クイック設定 時間間隔

ファイルダウンロード

測定器

インターバルタイマ

接続

Webサーバ機能によるデータロガーのリモート操作、リモートモニタリングおよびデータのダウンロード機能
LAN、無線LAN（オプション）
データメモリまたはSDカードの測定データファイル（複数のファイルを選択可）をZIP形式でパソコンやタブレットにダウンロード(転送)変換器

内蔵スイッチボックスユニット 0.04秒/点、0.08秒/点
イニシャル、ダイレクト、
メジャー
測定モード
(温度測定はダイレクトのみ)
係数1.000
シンプルメジャー単位
センサモードに連動
小数点
センサモードに連動
補正モード
Comet NON、Comet A、Comet B
ファーストチャンネルからラストチャンネルまでスキャニング
測定点
自動切換測定(ジャンプ可能)
切換方式
モニタ
モニタチャンネルの繰り返し測定(最大10点)
手動
スタートキースイッチ
スキャニング
自動インターバルタイマ、モニタコンパレータ
測定スタート
LAN、USB、RS-232C、無線LAN(オプション)
インターフェース
係数±(0.0001~99999)
単位µɛ、mV、°C、㎏f、㎜など40種類
小数点
小数点以下の表示を0~5桁任意に設定可能
オフセット
任意測定チャンネル毎に書込み接続するセンサ種別を設定
ひずみ 1ゲージ法3線式 120/240/350Ω
2ゲージコモンダミー法、2ゲージ法
チャンネル設定
4ゲージ法、4ゲージ法定電流350Ω
4ゲージ法高分解能モード
4ゲージ法定電流350Ω高分解能モード
センサモード4ゲージ法0-2Vモード
測温機能付きゲージ 120/240/350Ω
直流電圧 640mV、64V
温度 熱電対 T/K/J/B/S/R/E/N/Pt100 3W
TML-NET  各種ネットワークモジュールセンサIDの読み込みと設定
センサID
機能
センサIDへの書き出し
センサID
規格 IEEE1451.4クラス2対応(テンプレートNo.33)
TEDS機能TEDS
機能 センサ情報の読み込みと設定
測定時
オープンチェック、熱電対断線チェックチェック機能絶縁チェック、感度チェック、ばらつきチェック、熱電対断
センサ
線チェック、リード線抵抗チェック、ブリッジ出力チェック
ASW/SSW系コントロー IDチェック、感度チェック、チェックモジュール、チャンネ
TML-NETルユニット搭載時
ル設定

機能

ひずみゲージIHW-50G

リモートデータロガー機能

電源
定格電源電圧
最大消費電力AC100~240V 50/60Hz
152VA MAX環境
使用温湿度範囲

0~+50°C   85%RH以下(結露を除く)

その他
外形寸法
質量

320(W)×130(H)×440(D) mm (ゴムプロテクタ、突起部を除く)
約8kg (内蔵スイッチボックスユニット 10チャンネル搭載時)

株式会社東京測器研究所

311

測定器

データロガー

TDS-540（汎用型）
内蔵スイッチボックスユニット（出荷時オプション）
測定点数
切換器
避雷器
入力端子
ワンタッチコネクタ最大30点(標準10点実装)
半導体リレー
各チャンネルに避雷用サージアブソーバを標準装備
ねじ止め、はんだ付け両用タイプ
NDISワンタッチコネクタ

ひずみ測定
ひずみゲージ
変換器
測定器
自動車関連
計測システム1ゲージ法3線式
120/240/350Ω
2ゲージ法
60~1000Ω
2ゲージコモンダミー法
60~1000Ω
4ゲージ法
60~1000Ω
適用結線法、
4ゲージ法定電流350Ω
ゲージ抵抗
4ゲージ法高分解能モード
120~1000Ω
4ゲージ法定電流高分解能モード 350Ω
4ゲージ法0-2Vモード
60~1000Ω
測温機能付きゲージ モード
120/240/350Ω
(1ゲージ法3線式)
T(JIS C1602-1995、IEC 60584)
4ゲージ法定電流350Ω
ケーブル往復抵抗400Ω以内
センサケーブル延長範囲
4ゲージ法定電流高分解能350Ω ケーブル往復抵抗160Ω以内
4ゲージ法定電流350Ω
+0.1~ –0.5%/ケーブル
感度変化
4ゲージ法定電流高分解能350Ω 往復抵抗100Ω
ゲージ抵抗120Ω約100Ω以下
リード線抵抗補正範囲
ゲージ抵抗240Ω約200Ω以下
Comet B (1G3W)
ゲージ抵抗350Ω約300Ω以下±1.0×10–6ひずみ /°C以内 (1ゲージ法)
零点安定度±0.5×10–6ひずみ /°C以内 (2ゲージ法)+750×10–6ひずみ  以内 (1ゲージ法)
初期不平衡+500×10–6ひずみ  以内 (2ゲージ法)

ブリッジ電源ブリッジ抵抗初期値記憶範囲
確度の温度係数
確度の経年変化

直流電圧測定直流電圧測定

特殊測定
システム

V 1/1
V 1/100
入力インピーダンス
B-D間許容入力電圧

DC±640mV
DC±64V
1MΩ以上
DC±70V MAX

適用熱電対

T/K/J/B/S/R/E/N   JIS C1602-1995、IEC 60584

計測
ソフトウェア

白金測温抵抗体測定
適用白金測温抵抗体

Pt100 (500µA 定電流3線式)  JIS C1604-1997, IEC 60751

ひずみ測定

計測
コンサルタント

ブリッジ電源
初期値記憶範囲
確度の温度係数
確度の経年変化

測定範囲及び分解能

確度 (23°C±5°C)(1ゲージ4線式を除く)

DC2V  24ms (50Hz)±160000×10–6 ひずみ±0.002%rdg/°C±0.02%rdg/年
測定範囲±  40000×10–6 ひずみ±  80000×10–6 ひずみ±160000×10–6 ひずみ±320000×10–6 ひずみ±640000×10–6 ひずみ

分解能  1×10–6 ひずみ  2×10–6 ひずみ  4×10–6 ひずみ  8×10–6 ひずみ
16×10–6 ひずみ±(0.05%rdg+1digit)

定電流ひずみ測定(4ゲージ法のみ)
ブリッジ電源ブリッジ抵抗初期値記憶範囲
確度の温度係数
確度の経年変化

測定範囲及び分解能

確度(23°C±5°C)

DC6mA  24ms (50Hz)
350Ω
±160000×10–6 ひずみ±0.002%rdg/°C±0.02%rdg/年
測定範囲±  40000×10–6 ひずみ±  80000×10–6 ひずみ±160000×10–6 ひずみ±320000×10–6 ひずみ±640000×10–6 ひずみ±(0.05%rdg+1digit)

株式会社東京測器研究所

測定範囲及び分解能

確度(23°C±5°C)

DC ５V  48ms (50Hz)±16000.0×10–6 ひずみ±0.002%rdg/°C±0.02%rdg/年
測定範囲±  4000.0×10–6 ひずみ±  8000.0×10–6 ひずみ±16000.0×10–6 ひずみ±32000.0×10–6 ひずみ±64000.0×10–6 ひずみ±(0.05%rdg+3 digits)

分解能
0.1×10–6 ひずみ
0.2×10–6 ひずみ
0.4×10–6 ひずみ
0.8×10–6 ひずみ
1.6×10–6 ひずみ

高分解能定電流ひずみ測定(4ゲージ法のみ)

測定範囲及び分解能

確度(23°C±5°C)

DC14mA   48ms (50Hz)
350Ω
±16000.0×10–6 ひずみ±0.002%rdg/°C±0.02%rdg/年
測定範囲±  4000.0×10–6 ひずみ±  8000.0×10–6 ひずみ±16000.0×10–6 ひずみ±32000.0×10–6 ひずみ±64000.0×10–6 ひずみ±(0.05%rdg+3 digits)

V1/1：±160.000mV
V1/100：±16.0000V
確度の温度係数±0.0024%rdg/°C
確度の経年変化±0.024%rdg/年
測定範囲±  40.000mV±  80.000mV
V1/1±160.000mV±320.000mV
測定範囲及び±640.000mV
分解能±  4.0000V±  8.0000V
V1/100±16.0000V±32.0000V±64.0000V
V1/1 確度(23°C±5°C) ±(0.05%rdg+3 digits)
V1/100 確度(23°C±5°C) ±(0.05%rdg+2 digits)

分解能
0.1×10–6 ひずみ
0.2×10–6 ひずみ
0.4×10–6 ひずみ
0.8×10–6 ひずみ
1.6×10–6 ひずみ

初期値記憶範囲

熱電対温度測定312

高分解能ひずみ測定(4ゲージ法のみ)
ブリッジ電源
初期値記憶範囲
確度の温度係数
確度の経年変化

分解能  1×10–6 ひずみ  2×10–6 ひずみ  4×10–6 ひずみ  8×10–6 ひずみ
16×10–6 ひずみ

分解能0.001mV
0.002mV
0.004mV
0.008mV
0.016mV
0.0001V
0.0002V
0.0004V
0.0008V
0.0016V

熱電対温度測定(JIS C1602-1995, IEC 60584)
適用熱電対
リニアライズ

T,K,J,B,S,R,E,N
デジタル演算

種類

測定範囲

分解能

確度
（23°C±5°C）（外部基準接点） （内部基準接点）

T–  250 ~ –  200°C–  200 ~ –  100°C–  100 ~ +  400°C

0.1°C
0.1°C
0.1°C

±(0.19%rdg+0.5°C) ±(0.19%rdg+3.8°C)±(0.09%rdg+0.2°C) ±(0.09%rdg+1.6°C)±(0.06%rdg+0.2°C) ±(0.06%rdg+0.9°C)

K–  210 ~ –  160°C–  160 ~         0°C0 ~ +  960°C+  960 ~ +1370°C

0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C

±(0.11%rdg+0.3°C) ±(0.11%rdg+1.8°C)±(0.08%rdg+0.2°C) ±(0.08%rdg+1.1°C)±(0.06%rdg+0.1°C) ±(0.06%rdg+0.7°C)±(0.06%rdg+0.6°C) ±(0.06%rdg+1.2°C)

J–  200 ~ –  160°C–  160 ~         0°C0 ~ +  700°C+  700 ~ +1200°C

0.1°C
0.1°C
0.1°C
0.1°C

±(0.09%rdg+0.2°C) ±(0.09%rdg+1.4°C)±(0.07%rdg+0.1°C) ±(0.07%rdg+1.0°C)±(0.05%rdg+0.1°C) ±(0.05%rdg+0.6°C)±(0.06%rdg+0.4°C) ±(0.06%rdg+0.8°C)

B+  200 ~ +  280°C+  280 ~ +  800°C+  800 ~ +1760°C

S–    10 ~ +  200°C+  200 ~ +1760°C

0.1°C
0.1°C

±(0.06%rdg+0.6°C) ±(0.06%rdg+1.3°C)±(0.05%rdg+0.4°C) ±(0.05%rdg+0.8°C)

R–    10 ~ +  150°C+  150 ~ +1760°C

0.1°C
0.1°C

±(0.06%rdg+0.6°C) ±(0.06%rdg+1.3°C)±(0.05%rdg+0.4°C) ±(0.05%rdg+0.8°C)

0.5~0.4°C ±(0.03%rdg+1.5°C) ±(0.03%rdg+1.5°C)
0.3~0.1°C ±(0.03%rdg+0.6°C) ±(0.03%rdg+0.6°C)
0.1°C±(0.04%rdg+0.4°C) ±(0.04%rdg+0.4°C)

測定器

データロガーISW/IHWユニット（出荷時オプション）

熱電対温度測定(JIS C1602-1995, IEC 60584)
種類

測定範囲

分解能

確度（23°C±5°C）（外部基準接点） （内部基準接点）E–  210 ~ +  550°C+  550 ~ +1000°C

0.1°C
0.1°C

±(0.10%rdg+0.2°C) ±(0.10%rdg+1.6°C)±(0.06%rdg+0.3°C) ±(0.06%rdg+0.7°C)

N–  200 ~         0°C0 ~ +1090°C+1090 ~ +1300°C

0.1°C
0.1°C
0.1°C

±(0.11%rdg+0.4°C) ±(0.11%rdg+1.8°C)±(0.05%rdg+0.2°C) ±(0.05%rdg+0.7°C)±(0.06%rdg+0.6°C) ±(0.06%rdg+0.9°C)

白金測温抵抗体温度測定(JIS C1604-1997, IEC 60751 Pt100)
Pt100
3線式 (Pt3W)
デジタル演算±0.0020%rdg/°C±0.05%rdg/年–200 ~ +850°C
0.1°C±(0.05%rdg+0.3°C)

対象機種
ネットワークモジュール対象機種
接続台数延長 ブースタ電源なし
距離ブースタ電源あり
接続ケーブル※ ネットワークモジュール接続台数・延長距離はNDR-100の仕様に準ずる

標準付属品
クイックリファレンス…………………………………………… 1 部
取扱説明書（CD）………………………………………………… 1 枚
AC電源ケーブル（CR-01）………………………………………… 1 本
アース線（CR-20）… ……………………………………………… 1 本
プリンタ用紙（P-80）……………………………………………… 2 巻
プラスドライバ…………………………………………………… 1 本
保証書……………………………………………………………… 1 部

特殊測定システム

分解能  1×10–6 ひずみ  2×10–6 ひずみ  4×10–6 ひずみ

計測
ソフトウェア(23°C±5°C)

SSW-50D/ASW-50C/NDR-100
全機種 （100点毎にNDR-100が1台必要）
8台接続、400点、延長距離120m
20台接続、1000点、延長距離2km
スイッチボックス接続ケーブル CR-65 またはスイッチボックス延長ケーブル CR-800

内蔵スイッチボックス増設

ISW/IHWユニット

内蔵スイッチボックスは標準で通常ユニット10チャンネルを装備しています。
増設ユニットは、ADCを備えた高速ユニットとADCを搭載しない通常ユニットを選択（混在不可）でき、10チャンネル単位で最大30チャンネルまで搭載できます。

ISW/IHW系スイッチボックスを接続するコントロールユニット

通常ユニット : ユニット毎、順次動作

ASW/SSWユニット

TDS-540-20 (内蔵20チャンネル)TDS-540-30 (内蔵30チャンネル)ASW/SSW系スイッチボックスを接続するコントロールユニット

TDS-540-20H (内蔵20チャンネル)TDS-540-30H (内蔵30チャンネル)無線LANユニット

内蔵1ゲージ4線式ユニット

通常ユニット10チャンネルおよび高速ユニット増設時のオプションになります。

計測コンサルタント

出荷時オプション

高速ユニット : 各ユニットが並列に動作

自動車関連
計測システム

確度

ASW/SSWユニット（出荷時オプション）

測定器

測定範囲及び分解能

10点毎に最大30点まで実装可
半導体リレー
6ピンモジュラージャック
120/240/350Ω
ケーブル往復抵抗200Ω以内±1.0×10–6 ひずみ/°C以内±500×10–6 ひずみ 以内±100000×10–6 ひずみ±0.002%rdg/°C±0.02%rdg/年
測定範囲±  40000×10–6 ひずみ±  80000×10–6 ひずみ±100000×10–6 ひずみ±(0.25%rdg+1digit)

IHW-50G/ISW-50G
20台接続、1000点、
機器間 800m
ISW/IHW用延長ケーブル CR-832M
20台接続、1000点、
機器間 800m
ISW/IHW用延長光ファイバケーブル CR-842M

測定に関する仕様は、内蔵スイッチボックスの仕様に準ずる

内蔵1ゲージ4線式ユニット（出荷時オプション）
測定点数
切換器モジュラーコネクタ
適用ゲージ抵抗センサケーブル延長範囲
零点安定度
初期不平衡
初期値記憶範囲
確度の温度係数
確度の経年変化OPTICAL(光ファイバ）

接続台数延長距離
接続ケーブル
接続台数延長距離
接続ケーブル

変換器

適用測温抵抗体測定法
リニアライズ
確度の温度係数
確度の経年変化
測定範囲
分解能
確度 (23°C±5°C)

対象機種
ELECTRICAL(RS-422)

ひずみゲージ※ センサの確度は含まず、また、熱電対Ｂは基準接点を使用しない。

測定に関する仕様は、スイッチボックスの仕様に準ずる

接続

タブレットなどからのリモート操作が容易にできます。
※ 日本国内のみの利用となります。

オプションコード             TDS-540( -30HF   ⬇

-07)

⬇

内蔵ユニットオプション

10CH( チャンネル ) 標準実装     10CH 単位増設 最大 30CH
※ 写真は実物と異なる場合があります。

その他オプションなし

10CH(標準搭載)

なし なし

-20

20CH-01

ASW/SSW-30

30CH-02

ISW/IHW-20H 高速20CH-03

ASW/SSW+ISW/IHW-30H 高速30CH

-04

無線LAN

-10HF (高速+1G4W)-10CH-05

無線+ASW/SSW-20HF (高速+1G4W)-20CH-06

無線+ISW/IHW-30HF (高速+1G4W)-30CH-07

無線+ASW/SSW+ISW/IHW

株式会社東京測器研究所

313

測定器

データロガー

TDS-540（汎用型）
関連製品

SDカード 512MB

1ゲージ4線式モジュラー変換ケーブル CR-5811

ひずみゲージ

耐久性の高い工業用SDカード、当社指定の製品をご利用ください。

内蔵スイッチボックス HFで、1ゲージ4線式バラ線を接続する際にご利用ください。

専用プリンタ用紙P-80

TML-NET ネットワークドライバ NDR-100

5巻入り／箱データロガーからTML-NET対応型
変換器やネットワークモジュールを駆 動するドライバインターフェースです。分散型データ収録システムを構築します。

用紙サイズ 80mm幅、25m/7200行/巻

変換器
測定器

ワンタッチ端子 SB-OT1B

計測ソフトウェア Visual LOG

自動車関連
計測システム

入力リード線をワンタッチで接続できる端子台です。スイッチボックスの入力ターミナルに取付けて使用します。（1組5個入り）

Visual LOG TDS-7130v2 静的計測ソフトウェア
Visual LOG Light TDS-700L インターバル計測ソフトウェア
Visual LOG Light TDS-Mail データメール管理ソフトウェア（6 章 計測ソフトウェアを参照してください。）

特殊測定システム
計測ソフトウェア

主な対応スイッチボックスの機能比較

計測コンサルタント

スイッチボックス 型名
IHW-50G
IHW-50G-05
ISW-50G
ISW-50G-05
SSW-50D
SSW-50D-05
ASW-50C
ASW-50C-05＊ 1:＊ 2:314

測定点数
5050
5050

コネクタ
ひずみ併用
●

●

●

●

定電流 高分解能モード モードDC電圧

熱電対

白金測温 避雷器 1000点 スキャニング 1ゲージ
抵抗体内蔵
測定速度
４線式 *1切換方式

適用●●

●

●

●

●

●

1s

0.4s/1000点●

半導体 測温機能付きゲージのひず
リレー み・温度、1ch測定機能対応

●

●

●

●

●

●

●

3s2s/1000点●

半導体 測温機能付きゲージのひず
リレー み・温度、1ch測定機能対応

●

●

●

●

●

-

●*280s0.08s/点

●

半導体
リレー

●

●

●

●

●

-

-80s

0.08s/点-

特殊リレー

1 ゲージ 4 線式 本体内蔵 1 ゲージ 4 線式ユニットオプション ( コード HF) とは別に同機能を搭載したスイッチボックスでも併せてご利用いただけます。
出荷時オプション

株式会社東京測器研究所