PORPOISESINGLE CHANNELU N D E R WAT E R A C O U S T I C MO N I TO R I N G

コンパクト・インテリジェント・低消費電力でリーズナブルな水中音響パッケージ製品
水中音響収録・信号処理システム PORPOISE は 兄弟製品である
ORCAの処理能力とリアルタイムデータストリーミング機能のすべてをコンパクトに凝縮した、超低消費電力のシングルチャンネルパッケージ製品です。
高度に設定可能なサンプリングレート、大容量メモリ、インテリジェ
ントな ON/OFF スケジューリング、またハイドロフォンまで選定可能な設定やリアルタイムデータ処理により PORPOISE は 世界最高コストパフォーマンスをお届けします。

tu rb u l entre searc h. co m

72 hours c ontinuous recording
on internal A A A batteries

LOW P OWERC ONSUMPTION

12 m o n t h s + on ex ternal
battery p a c kPo r p o i s e

Po r p o i s e - E x t

スタンダード製品である Porpoise 水中音響レコーダーは、グラスファイバーとエンジニアリングプラスチックの複合材で作られており、水深500mまで対応しています。この
Porpoise には、スマートハイドロフォンとローノイズ・プログラマブル・ゲイン・プリアンプが内蔵されており、広大なダイナミックレンジで24ビットの優れた音響データ品質を実現しています。また、ユニットには128GBの内蔵メモリが搭載されており、SDカードで最大4TBまで拡張することができます。世界最高水準の性能に加えて、コストパフォーマンスに優れた Porpoise はあらゆる研究プロジェクトにご利用頂けます。

Porpoise-Ext には標準バージョンと同じ電子機器と機能で構成され、外部ハイドロフォン用のオプションが含まれています。この装置は、耐圧2000mの圧力容器に格納されています。Porpoise-Ext では、ユーザーは特定のアプリケーションに適している可能性がある市販のハイドロフォンを1つ使用可能です。ハイドロフォンエレメントを耐圧容器から切り離すことで、ユーザーはより広い範囲の耐圧性能を持つ適切なハイドロフォンを選択することが可能です。

SPECIFICATIONSPORPOISE
Internal Power: 12 xAAACells (user replaceable) ExternalInternal Power: 12 xAAACells (user replaceable) ExternalPower:4.5 - 30V DC,External PacksAvailable

Analogue Bandwidth > 150 kHz
ADC: 24 Bits Sigma Delta
Dynamic Range: 110 dB (full bandwidth)
Configurable Gain: 0 dB- 40 dB
Maximum Sensitivity: -165 dB Re 1 V/μPa to 205 dB Re re 1 V/μPa
With Gain Control
Sampling Rates Supported: 24 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 384 khz
Programmable HighPassFilter: SoftwareControlled

Analogue Bandwidth > 150 kHz
ADC: 24 Bits Sigma Delta
Dynamic Range: 110 dB (fullbandwidth)
Configurable Gain: 0 dB- 40 dB
Maximum Sensitivity: -165 dB Re 1 V/μPa to 205 dB Re re 1 V/μPa
With Gain Control
Sampling Rates Supported: 24 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 384 khz
Programmable HighPassFilter: SoftwareControlled

POWER Power:4.5 - 30V DC,External PacksAvailable

ACOUSTICPORPOISE-EXTMEMORY Up to 4 TB, Internal Removable SD Card Storage
Configurable recording,schedule and duty cycling

DIMENSIONS 70mm x 233mm, 2.5lbsmeEthernet Streaming - spectrograms, live audio,configuration andCOMMUNICATIONS RealTi
data download

ENVIRONMENTAL 500m standard (deeper on request)

EXTERNAL GPS Input for PPS TimeINTEGRATION Synchronization Real Time Buoy

Up to 4 TB, Internal Removable SD Card Storage
Configurable recording,schedule and duty cycling

70mm x 233mm, 4.8lbs
RealTimeEthernet Streaming - spectrograms, live audio,configura- tionand data download
2000m pressurevessel, pressure relief valve included
NOTE: External Hydrophone version limited to 900m depth
Operating Temperature: -10°C to +-50°C
External hydrophone connection via 8 pin female subconnector

GPS Input for PPS Time
Synchronization Real Time BuoyPORPOISE-EXT WITH OPTIONAL
EXTERNAL HYDROPHONECUSTOM 3000m, 6000m

4TB収録可能な内蔵メモリ
リ ア ル タ イ ム ス ト リ ー ミン グ
オ ー デ ィ オ と ス ペ ク ト ログ ラ ム

FULL SIZEPORPOISE

内蔵バッテリーとオプションの外付バッテリーパック
オプションで外付ハイドロフォンが利用可能

TR-TRAC
リアルタイム設定、解析および視覚化ソフトウェア
Turbulent Research Acoustic Control (TRAC) アプリケーションは，Turbulent Research製のすべてのパッシブ・アコースティック・モニタリング製品で使用できる，リアルタイムの設定・分析・可視化ソフトウェアです。TRACでは以下のようなパラメータを簡単に設定可能です。
有効チャンネル，サンプリングレート，チャンネルゲイン，録音スケジュール，内部処理等を含む
機器パラメータ。 さらにTRACは，ユーザーの機器へのリアルタイムのポータルを提供します 。

また、TRACは、ユーザーの機器へのリアルタイムポータルを提供し、デジタルマルチチャンネル
音響データは、リアルタイムのスペクトログラム、第3オクターブの音響データとして表示されます。
リアルタイムのスペクトログラム、パーセンタイル付きの3rdオクターブプロット、そしてライブのリアルタイムオーディオとして表示されます。オーディオを提供します。

B U I L D I N G I N T E L L I G E N T T E C H N O L O G Y.

Turbulent Researchは エンジニアリング, 信号処理,製品開発等の各エキスパートが揃うハイテク企業です。
Founded in 2013, Turbulent Research began
by building a broad range of underwater
acoustic products for subsea use in oil & gas,
underwater construction and ocean science.

t u r b u l e nt re s e a rc h .c o m

日本総代理
ミサゴ株式会社
横浜市西区北幸1－11－1 水信ビル 7F
TEL: 045-550-3121 / E-mail: sales@misago.co.jp / URL:www.Misago.co.jp