ﾃﾞｰﾀﾛｶﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝ

産業用データロガー

日本ゲスコ株式会社

http://www.gesco.co.jp

2022 年 8 月刊

目次
P2

データロガーについて

P3

高温データロガー

140℃以下P4

高温データロガー

サイズ表

P5

超高温データロガー

P6

温度データロガー

P7

防爆型データロガー

140℃以上
温度 / 温湿度 / 圧力

圧力データロガー
P8

電流 / 電圧 / パルス / 状態 / イベント

P9

無線データロガー

データロガー

温度 / 湿度 /Co2/ 電流 / 電圧 / パルス

データロガー

P10 MadgeTech 無線データロガー / クラウドシステムの説明
P11 ガス / オゾン / 微粒子データロガー
P12 多用途産業用データロガー / データロガー機能付き温度計
P13 MadgeTech

4 ソフトウェア―について

P14 MadgeTech4 セキュリティーソフトについて

本カタログは弊社取扱データロガーのダイジェスト版です。紙面の都合上仕様については簡略しております。
製品の詳細情報は、弊社ホームページ（http://www.gesco.co.jp) のデータロガーにてご確認いただくか、同ホームページのお問合せコーナーよりご連絡ください。
本ダイジェストカタログでは、主に掲載しているデータロガーは、MadgeTech 社製品です。
MadgeTech 社以外の各種データロガーも取り扱っておりますので是非弊社ホームページをご覧ください。
日本ゲスコ株式会社mail@gesco.co.jp℡ 029（856）1388
FAX 029（828）5578
http://www.gesco.co.jp
メモー1ーデータの価値は、いかに正しい方法で取られたデータであること、またそれをどのように活用できるかにより決定します。
IoT によるビックデータ化が、近い将来の必須の課題となってきた現在 どのような、また どのようにデータをとるのかが大きなテーマとなっています。今まで管理と称し手書きでとっていたデータは本当に正しいのでしょう
か ? 誰がどのようにそのデータの信ぴょう性を担保するのでしょうか？

そこにはより確実な裏付けに基づいたデータの存在は必要不可欠です。
IoT は、そのデータの取得し（デバイスにより）各データをゲートウェイ（IoT インターフェース）そしてビジネスインテリジェンスツール（Bi ツール）によりその先のクラウド（ビックデータ）に蓄積、その情報は AI やトレー
サビリティーに活用、仕事の効率化を目指すことができます。
今こそ、将来に向かっての正確なデータの蓄積が必要です。

温度 :産業界での温度は非常に多岐にわたり重要な要素です。
熱が及ぼす産業機器の影響はあらゆる制御機器や機器のひずみ、化学製品への影響そして保管等に重要な要素です。また食料品の生産から滅菌等があります。
湿度：
ASHRAE( アメリカ暖房冷房空調学会 ) の規定では温度湿度に関し Class1Class2 の基準が設けられています。
事務所内や作業環境等快適で確実な条件を維持し管理するために温度とともに重要な要素は湿度です。電子産業
での静電対策にも必要不可欠な条件です。製品の保管管理等 樹脂の加水分解や酸化等の管理にも必要です。
気圧：
気圧の管理は気象観測はもちろんのことクリーンルーム、 エレベータ、倉庫、インキュベータ要です。

等の測定に必風速：
ファンやダクト等の換気装置、クリーンルーム、クリーンベンチの風速・風量測定、空調機器の保守点検等に必
要です。
微差圧：
クリーンルームやクリーンベンチの差圧管理、ダクト等の微差圧確認、エアーフィルターの微差圧計測、エア機器等の微差圧管理に必要です。
圧力：
液体やガスの圧力変化を連続的に記録。用途によっては投入型の圧力データロガーもあります。
ショック／振動：精密部品や装置の輸送・製造工程中の状態、耐久性試験、機械類故障検出および車両振動測定で使用します。
MadgeTech 社の製品はアメリカ航空宇宙局でも採用されています。
電圧 / 電流：
圧力、流量、照度、風速、ガス、熱電対等の各種の機種から得られた直流電圧 / 直流電流 / パルスのデータは、解析ソフトの工学単位変換機能により、圧力、流量、照度、風速、温度等に簡単に変更することも可能です。
ステート（状態）：
接点信号 ( 無電圧接点 ) や各種センサーからの直流電圧信号を日時とともに記録。 各種の機器から得られた
ステートデータは、解析ソフトのエンジニアリングユニット変換機能により、機器の単位に簡単に変更することも可能です。ヒーティングや冷却システムのモニタリング セキュリティシステム 電源の On/Oﬀ 記録 リレー及び無電圧接点開閉の記録、水道、ガス流量モニタリング等に使用します。
モーション：
日時とともにピーク加速度を記録、動きのあった時のみ動きをメモリーに保存。 ショーウィンドウの関心調査、動物の生息地研究、交通量 ( 人や車の動き ) 調査、セキュリティ・モニタリング等多種な用途に対応します。
ON/Oﬀ：
モーターや機械の電流値の On/Oﬀ 状態を自動で記録し、誤動作や省エネルギーのデータとして使用します。

ブリッジ（ブリッジ回路用データロガー）：
ストレインゲージ、ロードセル、圧力変換器、トルクセンサー等から得られた電圧データは、解析ソフトのエン
ジニアリングユニット変換機能により、それぞれの機器の測定単位に簡単に変更することも可能です。
ガス / 粒子データロガー：
工場内で発生する各種ガスや粒子の記録は環境管理に欠かせません。

画像はイメージです。

―2―

HiTemp140 シリーズ耐熱温度データロガー
MadgeTech 社の HiTemp140 シリーズは、マルチに使える超小型の耐熱温度データロガーです。
ほぼ親指サイズのデータロガー HiTemp140 シリーズの耐熱限界は140℃、炉内の温度分布測定や圧力窯内に投入して使用します。
さらに耐熱ケースに入れることにより耐熱温度をさらに上げることが可能です。
耐圧で防水 / 防塵規格の IP68 をクリヤ、過酷な環境での使用が可能です。
HiTemp140 1 プローブタイプ
メタルハードプローブ
メタルフレキシブルプローブ
PTFE フレキシブルプローブ
HiTemp140X2 2 プローブタイプ
メタルフレキシブルプローブ＋PTFE フレキシブルプローブ
PTFE フレキシブルプローブ X2
メタルハードプローブ＋メタルフレキシブルプローブ
メタルハードプローブ +PTFE フレキシブルプローブ

HiTemp140

測定温度：-40℃〜 +140℃
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）

測定間隔：1 秒〜 24 時間
メモリー：65,536 メモリー

高温測定に人気のデータロガーです。
IP68 の完全防水 / 防塵使用で過酷な環境で測定できる堅牢なつくりです。センサーの長いものは滅被検体に刺して内部温度の測定も可能です。このシリーズは精度の高い Pt100 センサーを使用しています。
耐圧 / 防水・防塵 IP68

測定間隔：1/4 秒〜 24 時間
測定温度：-40℃〜 +140℃
メモリー：65,536 メモリー精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）

応答速度が早く、1/4 秒からの測定が可能です。過酷な環境での精密測定に使用します。
耐圧 / 防水・防塵 IP68
メタルフレキシブルプローブで被測定物内部の特定個所の測定に便利です。
耐圧 / 防水・防塵 IP68

メタルフレキシブルプローブ

測定温度：-40℃〜 +140℃
測定間隔：1 秒〜 24 時間
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
メモリー：65,536 メモリー
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）

PTFF フレキシブルプローブは入り組んだ個所の測定に便利です。
耐圧 / 防水・防塵 IP68

PTFE フレキシブルプローブ

測定温度：-40℃〜 +140℃
測定間隔：1/4 秒〜 24 時間
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
メモリー：65,536 メモリー
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）

測定温度：-40℃〜 +140℃
測定間隔：1 秒〜 24 時間
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
メモリー：32,767 メモリー
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）
メタルフレキシブルプローブ＋PTFE フレキシブルプローブ

PTFF とメタルチューブの二つのフレキシ
ブルプローブを装備したデータロガーです。耐圧 / 防水・防塵 IP68

測定温度：-40℃〜 +140℃
測定間隔：1 秒〜 24 時間
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
メモリー：32,767 メモリー
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）

2 本の PTFF フレキシブルプローブです。
サイズのバリエーションが豊富です。
耐圧 / 防水・防塵 IP68

HiTemp140X2-TD-PT

測定温度：-40℃〜 +140℃
測定間隔：1 秒〜 24 時間
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
メモリー：32,767 メモリー
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）
メタルハードプローブ＋メタルフレキシブルプローブ

メタルハードプローブとメタルフレキシブ
ルプローブの組合せです。
炉内温度と被測定物内部温度の同時測定に使用します。耐圧 / 防水・防塵 IP68

HiTemp140X2-TD-FP

PTFF フレキシブルプローブとメタルハー
ドプローブの組合せです。炉内温度と入り組んだ個所にある被測定物の温度測定を同時に行います。耐圧 / 防水・防塵 IP68

メタルハードプローブ

HiTemp140-FR

メタルハードプローブ高速反応型

HiTemp140-PT

HiTemp140-FP

HiTemp140X2-FP-PT

HiTemp140X2-FP

PTFE フレキシブルプローブ X2

測定間隔：1 秒〜 24 時間
測定温度：-40℃〜 +140℃
メモリー：32,767 メモリー精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 100％RH( 結露無き事）
メタルハードプローブ＋PTFE フレキシブルプローブ― 3―

HiTemp140 シリーズ センサータイプ別サイズ表
1 センサータイプ
φ24.6ｍｍ

HiTemp140-1 センサ長 ： 27ｍｍ

φ3.2ｍｍ
φ4.8ｍｍ
40ｍｍ

27ｍｍ

HiTemp140-2-TD
センサ長 ： 51ｍｍ

φ3.2ｍｍ
51ｍｍ

HiTemp140-5.25-TD
133ｍｍ

133ｍｍ

48mm

φ4.8ｍｍ

51ｍｍ

HiTemp140-2
HiTemp140-5.25
センサ長 ： 51ｍｍ
133mm

HiTemp140-7
178mm

133ｍｍ
178ｍｍ

HiTemp140-FR

φ4.8ｍｍ φ1.6ｍｍ

センサ長 ： 44.5ｍｍ

44.5ｍｍHiTemp140-FP
φ2.5ｍｍ27ｍｍ

右表参照 A

φ3.2ｍｍB

品名

HiTemp140-FP-6
HiTemp140-FP-12
HiTemp140-FP-36
HiTemp140-FP-72

HiTemp140-PT
27ｍｍ

A
152mm
305mm
914mm
1829mmB
SUS スリーブ26ｍｍ
φ3.2ｍｍ

A
559mm
559mm
305mm

B
42mm φ3.2ｍｍ
152mm φ3.2ｍｍ
42mm φ3.2ｍｍ

φ3.2ｍｍ右表参照 A

B

品名
HiTemp140-PT-1
HiTemp140-PT-5
HiTemp140-RT-1-12

2 センサータイプ
φ2.5ｍｍHiTemp140X2-FP

φ3.2ｍｍ
1

品名

2

26.7ｍｍHiTemp140X2-FP-6
HiTemp140X2-FP-6/36
HiTemp140X2-FP-12
HiTemp140X2-FP-36
HiTemp140X2-FP-72

右表参照 A44.4ｍｍ

A1
152mm
152mm
305mm
914mm
1829mm

A2
152mm
914mm
305mm
914mm
1829mm

1

2
152mm
305mm
914mm
1826mmHiTemp140X2-TD-FP
1

品名

2

φ3.2ｍｍHiTemp140X2-TD-FP-6
HiTemp140X2-TD-FP-12
HiTemp140X2-TD-FP-36
HiTemp140X2-TD-FP-72

右表参照 244.4ｍｍ

44.4mmHiTemp140X2-TD-PT
品名

1

φ3.2ｍｍ2

2A

HiTemp140X2-TD-PT-1
HiTemp140X2-TD-PT-5

2B

1

1
2

2A

2A
2B
559mm 49mm φ32ｍｍ
44.4mm
559mm 152mm φ32ｍｍ

HiTemp140X2-FP-PT

φ2.5ｍｍ
φ3.2ｍｍ

1

2B

ー 4−

1
2A
2B
品名
HiTemp140X2-FP-PT-1
559mm 49mm φ32ｍｍ
下記参照
HiTemp140X2-FP-PT-5
559mm 152mm φ32ｍｍ
152・305・914・1829mm から選択

超高温温度データロガー
140℃以上の超高温領域で使用するデータロガーです。MadgeTech 社は自社の温度ロガー用の専用の耐熱シールドで最高 400℃まで耐えられるデータ
ロガーをリリースしています。
コンベア炉やオートクレーブ等に投入して使用できるため煩わしい温度プローブの配線がなく取り出したデータロガーからすぐに温度データの取得ができます。塗装工程や焼成工程や自動車や航空機産業の研究開発に使用されています。

HiTemp140-TSK
HiTemp140X2-TS

測定温度：-200℃〜 +250℃
精度：±0.1℃ (20℃〜 140℃）
分解能 ：0.01℃
使用環境：-200℃〜 +250℃※温度と湿度による使用制限時間あり。
測定間隔：1 秒〜 24 時間
メモリー：
1 プローブ 65,536 メモリー2 プローブ 32,767/1ﾌﾟﾛｰﾌﾞ

HiTemp140 シリーズ用耐熱シールド

HiTemp140 シリーズをテフロン製耐熱ケースに入れて使用します。最高 250℃/209 分までの測定が可能です。プローブ 2 本タイプを使用すると炉内雰囲気温度と被測定点温度を同時で測定が可能です。HiTemp140X2-TC(2 プローブタイプ）は、Flush タイプのみです。
温度と時間の関係は右表をご参照ください。
耐圧 / 防水・防塵 IP68

DHS システム

使用環境温度
タイプ
-200℃
-180℃
-160℃
-140℃
-120℃
-100℃
-80℃
-60℃
-40℃～ 140℃
150℃
160℃
170℃
180℃
190℃
200℃
210℃
220℃
230℃
240℃
250℃

使用環境温度
-200℃
-180℃
-160℃
-140℃
-120℃
-100℃
-80℃
-60℃
-40℃～ 140℃
超高温耐熱データロガーシステム
150℃
160℃
SUS316 製の特性耐熱ケースで Max400℃の超高温環境にも耐えます。
170℃
サイズ：直径 44.45ｍｍＸＬ243.8ｍｍ
180℃
プローブ：Pt100 フレキシブル
190℃
小型なので炉内温度環境の影響は少ないです。
200℃
温度と時間の関係は右表をご参照ください。
210℃
220℃
230℃
ThermoVault Max 耐熱シールド
240℃
この耐熱シールドは、下記データロガー専用です。
250℃
260℃
※HiTemp140M12 以外は MAX Wet Seal Kit を利用して270℃装着します。
280℃
上記 TS 耐熱ケースに比べ耐熱時間が飛躍的に伸びます。
290℃
右記表をご参照ください
300℃
使用可能データロガー：
310℃
HiTemo140-FP
320℃
HiTemp140-PT
330℃
HiTemp140M12＋専用プローブ
340℃※HiTemp140M12 は DHS システムに装備されています。 350℃～ 400℃

ThermoVaultX シリーズ

測定温度：-200℃〜 +600℃
精度：±1.2℃ (-200℃〜 260℃）
分解能 ：0.01℃
使用環境：-200℃〜 +400℃
乾熱環境のみ※温度による使用時間制限あり。
測定間隔：1/4 秒〜 24 時間
メモリー：43,690 メモリー

測定温度：内部温度 -20℃〜 +60℃
外部温度 -260℃〜 +1370℃（※K タイプ）
※熱電対タイプによる精度：内部温度 ±0.1℃
外部温度の精度は熱電対タイプによる使用環境 ：温度 -20℃〜 +350℃
湿度 ０~95%RH( 結露無き事）

使用環境温度
100℃
150℃
200℃
250℃
260℃
300℃
350℃

測定間隔：1/4 秒〜 24 時間
メモリー：
4ﾁｬﾝﾈﾙ：524,032 / 1ﾁｬﾝﾈﾙ
8ﾁｬﾝﾈﾙ：262,016 / 1ﾁｬﾝｴﾙ※全チャンネル使用の場合
多点式超高温データロガーシステム

高温域で使用する多点温度ロガーです。
最高 350℃/25 分（熱電対による）炉内に被測定物とともに投入できるので熱電対の取り回しがなく複数点の温度を同時に測定できます。
耐熱温度温度を上げたい。測定時間を延ばしたい。測定点数を増やしたい場合はご相談ください。

ー 5−

乾熱条件
湿熱 / 液体条件
Flush
VentedFlush
Vented
12 分
14 分
不可
不可
13 分
15 分
不可
不可
15 分
16 分
不可
不可
17 分
18 分
不可
不可
19 分
21 分
不可
不可
22 分
24 分
不可
不可
27 分
30 分
不可
不可
37 分
42 分
22 分
25 分
連続使用可能
59 分
66 分
34 分
40 分
51 分
57 分
29 分
34 分
43 分
48 分
25 分
29 分
37 分
42 分
23 分
26 分
34 分
38 分
20 分
23 分
31 分
34 分
18 分
21 分
29 分
32 分
17 分
19 分
27 分
30 分
16 分
18 分
25 分
27 分
15 分
17 分
23 分
26 分
14 分
16 分
22 分
24 分
13 分
15 分
※ 時間
128 分
137 分
148 分
163 分
183 分
213 分
263 分
368 分
連続使用可能
601 分
468 分
386 分
348 分
313 分
286 分
265 分
247 分
233 分
220 分
209 分
200 分
192 分
184 分
178 分
172 分
166 分
161 分
157 分
153 分
60 分

時間
110 分
62 分
45 分
35 分
33 分
30 分
25 分

タイプ
DHS システム 及びThermo Vault Max＋
HiTemp140-PT
HiTemp140-FP

DHS システムのみ可能

MadgeTech 社の温度データは、アメリカ航空宇宙局（NASA）のスペースシャトル組立等において正確な内部環境構築の目的で使用されています。宇宙航空事業において正確なデータを集めることは非常に重要でMadgeTech 社の温度データロガーは組立期間中 10 分毎に数値を記録し、打ち上げに影響しうる温度変化の推測のために活用されました。

温度データロガー

TCTempX シリーズ

多点温度データロガー ( 熱電対タイプ）
チャンネル数：4，8，12、16 選択
測定間隔：1 秒〜 12 時間
測定範囲 -260〜+1,370℃(K タイプ )メモリー：262,016/1 チャンネル
熱電対センサーによる(8 チャンネル使用の場合 )分解能
0.1℃
使用環境 温度 :-20〜+60℃
精度
熱電対センサーによる
湿度 : 0〜95%RH( 結露無きこと )TC101A

MicroTemp100

小型温度データロガー ( 熱電対タイプ）

チャンネル数：1
測定範囲 -260〜+1,370℃(K タイプ )熱電対センサーによる
分解能
0.1℃
精度
熱電対センサーによる耐圧防水型温度データロガー

測定範囲 温度 :-40〜+100℃
分解能
温度 :0.1℃
精度
温度 :±0.5℃ (0℃〜50℃)
温度 :±1.0℃ (50.1℃〜100℃)
温度 :±2.0℃ (-40℃〜-0.1℃)

温湿度データロガー
RHTemp101A

測定間隔：1/4 秒〜 12 時間
メモリー：500,000 メモリー使用環境 温度 : -40〜+80℃
湿度 : 0〜95%RH( 結露無きこと )超小型 36 mm x 56 mm x 16 mm。

メモリーが膨大なので長期間の温度記録に向いています。TC シリーズ温度
データロガーは、外部センサーと同数の内部温度計も備えており各チャンネ
ルの冷接点補正が可能です。

測定間隔：2 秒〜 12 時間
メモリー：32,767
使用環境 温度 :-40〜+100℃
IP68 耐水 耐圧 (Max 水深 70M）

直径 16 mm 長さ 66 mm
超小型の投入型温度データロガーです。
耐熱が 100℃、耐圧防水構造（IP68）で使用する事が可能です。

小型温湿度データロガー

振動衝撃データロガー

測定間隔 1 秒〜 24 時間
メモリー：1,000,000
使用環境 温度 :-40〜+80℃
湿度 :95%RH 以下 ( 結露無きこと )温度と湿度を同時に測定、記録。
用途：
電子アセンブリー工場の湿度管理
化成品倉庫の温湿度管理
室内の環境管理等

過度な振動にさらされることで大事な部品や装置が破損することがあります。MadgeTech 社の衝撃と振動データロ
ガーは、関連性のある外的要因の情報を集め、破損の原因となる要因を特定し把握することができます。耐久テスト
での正確なデータのサンプリングは装置の破損や回路基板のクラックの発生など外的な要因の発見に必要です。

3 軸衝撃データロガー
加速度測定範囲 (G)加速度センサー±15G、±100G、±300 範囲選択式
メモリー数
4,192,254(1 チャンネル :1,397,418)

UltraShock

用途：プレス金型の温度分布、エンジ
ン / モーターの温度分布、倉庫 / 室内の温度分布等

汎用の温湿度データロガーです。
温湿度の記録は、静電対策が必要な電子部品アセンブリーや化成品の保管に必要です。

測定範囲 温度 : -40〜+80℃
湿度 : 0〜95%RH
分解能
温度 : 0.1℃
湿度 : 0.1%RH
精度
温度 : ±0.5℃
湿度 : ±3%RH(±2%RH/25℃)

Shock300

熱電対タイプの多点温度データロガーです。4,8,12,16ﾌﾟﾛｰﾌ部の選択で温度分
布の同時測定を行います。

加速度精度 (G)±2G (±100G)
加速度分解能 (G)0.05G (±100G)
応答周波数 >1000 Hz (±15G)>500 Hz (±100G, ±300G)

測定間隔 1,024 Hz〜5 分 ( 自在選択 )使用環境 温度 : -20〜+60℃
湿度 : 0〜95%RH( 結露なきこと )本体 :86 x 43 x 33 mm

3 軸衝撃、温度 , 湿度、圧力データロガー
加速度測定範囲 (G)加速度センサー±15G、±100G、±300 範囲選択式
メモリー数
4,192,254(1 チャンネル 1,397,418 / 全てのチャンネル使用 )
加速度精度 (G)±2G (±100G)
加速度分解能 (G) 0.05G (±100G)
応答周波数>1000 Hz (±15G)> 500 Hz(±100G, ±300G)

温度測定範囲 -20〜+60℃
温度分解能
0.1℃
温度精度
±0.5℃
湿度測定範囲0〜95%RH
湿度分解能±3%RH(±2%RH / 25℃)
湿度精度
0.1%RHー 6−

気圧測定範囲
気圧分解能
気圧精度

100〜1,300 mbar
0.005 mbar
±1.5 mbar(±0.2% /25℃)

測定間隔 1,024 Hz〜5 分 ( 衝撃振動 )2 秒〜5 分 ( 温度・湿度・気圧 )使用環境 温度 : -20〜+60℃
湿度 : 0〜95%RH( 結露なきこと )サイズ 本体 :86 x 43 x 33 mm

水素対応防爆データロガー

MadgeTech 社の防爆型データロガーは IEC 60079-0、IEC 60079-11 に準拠
して最新の危険場所、本質安全防爆の認定を受けています。
指令 2014/34/EU (ATEX として知られている ) 本質安全防爆に認定されています。( 日本防爆仕様認定品）

Temp1000-Ex

防爆構造温度データロガー

測定温度：-40℃〜 +80℃
精度
：温度 ±0.5℃ (0 〜 50℃）
分解能 ：0.01℃
使用環境：-40℃〜 +80℃
0％〜 95％RH( 結露無き事）

RHTemp1000-Ex

PR1000-Ex

防爆構造温度 / 湿度データロガー
測定温度：-40℃〜 +80℃
測定湿度 :
0 〜 95％RH
精度：温度 ±0.5℃
湿度 ±3％RH(20%RH〜75%RH,+20℃〜+40℃範囲 )分解能 ：温度 0.01℃
湿度 0.1％RH- 電気的保護 IEC: 60079-11 Ex ia Ex ic, Intrinsic Safety Zones0-2- 機器の保護レベル Ga - Gc, ゾーン 0-2- ガスグループ IIC- 温度クラス T4

測定範囲：1 秒〜 24 時間
メモリー：65,536 メモリー親指サイズの温度データロガーは、小さな隙間に設置することがます。引火性のあるガスや溶剤のある場所の温度管理に使用できます。

使用環境：-40℃〜 +140℃
親指サイズの温湿度データロガーは引
0％〜 95％RH( 結露無き事） 火性のあるガスの中で温度と湿度の管測定範囲：2 秒〜 12 時間
理に使用します。
メモリー：16,384X2

防爆構造温度 / 圧力データロガー
測定温度：-40℃〜 +80℃
測定圧力：下記表参照
精度：温度 ±2℃ (0 〜 50℃）
圧力 下記表参照

測定範囲：1 秒〜 24 時間
又は 125Hz( トランジェントモード）
メモリー：1,396,736 メモリー

手のひらに収まるサイズで、高さは約92ｍｍ、一般的な 1/4 インチの NPT 圧力ポートを備えており、簡単に設置することができます。

分解能：温度 1℃
圧力 下記表参照
使用環境：-40℃〜 +80℃
0 〜 95％RH( 結露無き事）
測定範囲（PSI）
精度
分解能（PSI）

0−30PSIA/PSIG

0−100PSIA/PSIG

0.0005PSIA/PSIG

0.002PSIA/PSIG

0−300PSIA/PSIG
0−500PSIA/PSIG
０−1000PSIA/PSIG
フルスケールの 2％、通常 0.25％（25℃の場合）0.005PSIA/PSIG
0.01PSIA/PSIG
0.02PSIA/PSIG

0−5000PSIA/PSIG
0.1PSIA/PSIG

圧力データロガー

オートクレーブや配管内の圧力を測定します。
投入型と 1/4NPT 圧力ポートを備えたものの選択があります。
MadgeTech 社の幅広いラインアップは、測定対象によっての選択が可能です。

PR140

耐熱圧力データロガー

PRTemp140

測定圧力：0 〜 5bar
精度：±0.03bar
分解能 ：0.0001bar
使用環境：-20℃〜 +140℃
0 〜 95％RH( 結露無き事）

耐熱温度圧力データロガー
測定
温度 -20℃〜 +140℃
圧力 0 〜 5bar
精度
温度 ±0.1℃
圧力 ±0.03bar
分解能
温度 0.01℃
圧力 0.0001bar
使用環境：-40℃〜 +140℃
0％〜 95％RH( 結露無き事）

測定範囲：1 秒〜 24 時間
メモリー：65,536 メモリー投入型 / 配管接続型（1/4NPT) 選択

この圧力ロガーは 140℃の高温耐圧下で連続使用が可能な防水耐圧構造 IP68
適合品です。
高精度のステンレス製圧力ゲージが内蔵されており、20℃〜+240℃範囲で圧力精度は ±0.03bar (±0.435PSI) を保証しています。

測定範囲：1 秒〜 24 時間
メモリー：16,384X2
投入型 / 配管接続型（1/4NPT) 選択

温度と圧力の両方を測定できる防水耐
圧構造のデータロガーです。140℃の高温に耐えます。

PR2000 リアルタイム圧力データロガー

圧力: 下記表参照
分解能 ：下記表参照
使用環境：-20℃〜 +60℃
0 〜 95％RH( 結露無き事）

測定範囲（PSI）
精度
分解能（PSI）

0〜30 PSIA/G

0〜100 PSIA/G

0.002 PSIA/G

0.005 PSIA/G

測定範囲：2 秒〜 24 時間
メモリー：262,143 メモリー

デジタル表示付きのデータロガーです。
キー操作により、種々の表示の設定ができるうえ、測定中の最低・最高・平均圧力の表示やメモリー状態、電池の状態等を見る事ができます。
リアルタイムの測定状況を見ることができるのができます。

0〜300 PSIA/G
0〜500PSIA/G
0〜1000 PSIA
フルスケールの 2％、通常 0.25％（25℃の場合）
0.02 PSIA/G
0.05 PSIA/G
0.05 PSIAー 7−

0〜5000 PSIA
0.2 PSIA

電圧 / 電流 / パルス / 状態 / イベントデータロガー
自動車や航空機など高度な産業分野で研究開発・試験で頻繁に使用される様々な一般的なソースからの情報を正確に監視・記録します。
これらのデータロガーで録ったデータは、MadgeTech４ソフトのエンジニアリング変換ユニットで各単位に変換することが出来、煩わしい計算作業もなく簡単にレポートの作成ができます。（13 頁参照）

VoltX シリーズ

多点式電圧データロガー

測定範囲160mV タイプ : ±160 mV
3.2V タイプ : ±3.2 V
32V タイプ : -8〜32.0 V
測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

Volt101A

測定範囲
160mV タイプ : ±160mV
2.5V タイプ : ±3V
15V タイプ : -8.0V〜+24V
30V タイプ : -8.0V〜32.0V
測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

CurrentX シリーズ

測定範囲
30mAタイプ :-2〜+30mA160mAタイプ :±160 mA
3 Aタイプ :±3A

電圧データロガー

多点式電流データロガー

測定間隔
1/4秒〜24時間

Process101A

電流データロガー

Pulse101A

パルスデータロガー

4,8,12,16 チャンネルから選択
メモリー / チャンネル
Volt X4 : 698,709 メモリー
Volt X8 : 349,354 メモリー
Volt X12 : 232,903 メモリー

メモリー数

1,000,000

4,8,12,16チャンネルから選択
メモリー / チャンネル
Current X4 :1,048,064 メモリー
Current X8 : 524,032 メモリー
Current X12 : 349,354 メモリー
Current X16 : 262,016 メモリー

測定範囲20mA タイプ :-2〜+30 mA
160mA タイプ :±160 mA
3 A タイプ :±3A
測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

メモリー数

入力範囲 0~30 VDC ( 連続 )最大パルスレート 10KHz

メモリー数 500,000

1,000,000

直流電圧データロガーです。高い精度により、低レベル直流電圧を高精度で記録することができます。
メモリー数は膨大で長期間の測定に対応できるうえ、非常に短い時間内の電圧変化を記録することも可能です。
照度センサー、風速センサー、熱電
対温度センサー等の各種の機種から得られた直流電圧データは、解析ソ
フトの工学単 9 位変換機能により、圧力、各単位に簡単に変更することができます。

高い精度により、低レベル直流電流を高精度で記録することができます。
短い時間内の電流変化を記録することにも対応できます。
隔圧力センサー、流量センサー、照度センサー、風速センサー、熱電対温度センサー等の各種の機種から得られた直流電流データは、解析ソフトのエ
ンジニアリングユニット変換機能により、圧力、流量、照度、風速、温度等の単位に簡単に変更することができます。

ドライ接点信号 ( 無電圧接点 ) と直流電圧信号をカウントするパルス
データロガーです。

測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

Motor101A

モーターデータロガー

トリップポイント150 mA(0.15 A)

メモリー数406,323 メモリー

200 アンペアまでのモーターや機械の On/Oﬀ 状態を記録。
モーターや機械の電流値が予め設定されている 150 mA を超過、又は下回ったときに On/Oﬀ 状態を自動記
録します。

メモリー数

1,000,000

ストレインゲージやロードセル、圧力変換器、トルクセンサー等と接続、得られた電圧データは、解析ソフトのエンジニアリングユニット変換機
能により、それぞれの機器の測定単位に簡単に変更することも可能。

メモリー数406,323接点信号 ( 無電圧接点 ) や各種センサーからの直流電圧信号を日時とと
もに記録。

測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

Bridge101Aブリッジ / ストレインゲージデータロガー
測定範囲±30mV タイプ :±30mV±150mV タイプ :±160mV±1,000mV タイプ :±1,200mV
測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

State101A

ステートデータロガー

入力範囲 0~30 VDC ( 連続 )測定間隔
1/4 秒〜 24 時間

本ページの各データロガーの仕様の詳細は、資料をご請求いただくか、 弊社ホームページ http://www.gesco.co.jp よりご確認ください。

ー 8−

無線式データロガー ( クラウドサービス対応）

測定中のデータをパソコンにリアルタイムで転送し、同時に本体内部メモリーに測定日時とともに保存します。
校正証明書は NIST 又は ISO/IEC17025:2005 で選択可能です。
無線は総務省の技術基準適合証明書を取得しており、電波法には抵触致しませんので、安心してご使用いただけます。
MadgeTech 社は、無料のクラウドサービスをおこなっており、クラウドサービスを利用することにより、インターネットの環境がある場所であれば、世界中のどこにいても測定中のデータをモバイル携帯等で見ることも可能です。

室内環境のモニタリング

RFCO2RHTemp2000A 無線式温度 / 湿度 /CO2 データロガー
測定範囲
CO2 : 0〜200,000 ppm(20% CO2)
温度 : 0〜+55℃
湿度 : 0〜95%RH
分解能
CO2 :10 ppm
温度 : 0.08℃
湿度 : 0.08%RH

RFRHTemp2000A

無線式温度湿度データロガー

測定範囲
温度 : -20〜+60℃
湿度 : 0〜95%RH
分解能
温度 : 0.01℃
温度 : 0.1%RH

RFTCTemp2000A

測定間隔
メモリー数

無線式温度データロガー

測定範囲
温度 : -20〜+60℃
分解能
0.01℃
精度
±0.5℃

1 秒〜24 時間
10,752/ チャンネル

精度

作業環境や保管倉庫等の環境管理は温度・湿度・気圧・CO2 の管理が不可欠です。また、精度のある Pt100 センサーを外付けした RFTCTemp2000A 等は、ワーク内部の温度をモニタリングします。常時監視と IoT における環境デー
タの蓄積は、将来の AI 化又はトレー
サビリティーのためのデータ管理に必要です。

温度 : ±0.5℃
湿度 : ±3%RH (10~90%RH 範囲 )
測定間隔 1 秒〜 24 時間
メモリー数 16,128 / チャンネル

無線式温度データロガー ( 熱電対タイプ）

測定範囲
内部チャンネル 温度 :-20〜+60℃
分解能 : 0.01℃
精度 : ±0.5℃ (0〜55℃範囲 )外部チャンネル
熱電対センサー :K, J, T, E,R, S, B, N
(K- タイプ : 精度 ±0.5℃, 分解能 0.1℃)

RFTemp2000A

精度
CO2 : ±70 ppm±5% 表示値
温度 : ±1℃
湿度 : ±3%RH

測定間隔
メモリー数

1 秒〜 24 時間
16,128/ チャンネル

測定間隔
メモリー数

1 秒〜24 時間
32,256

機械 / 装置の管理

RFCurrent2000A

無線式電流データロガー

測定範囲20 mA タイプ : -2〜+30 mA
160 mA タイプ : ±160 mA
3 A タイプ : ±3 A
分解能
20 mA タイプ : 0.0005 mA
160 mA タイプ : 0.005 mA
3A タイプ : 0.0001 A

RFVolt2000A

無線式電圧データロガー

測定範囲
2.5 V タイプ : -3 〜 +3 VDC
15 V タイプ : -8 〜 +24 VDC
30 V タイプ : -8 〜 +32 VDC
160 mV タイプ : -160 〜 +160 mVDC
分解能
2.5 V タイプ : 0.1 mVDC
15 V タイプ : 0.5 mVDC
30 V タイプ : 1.0 mVDC
160 mV タイプ : 5 μV

RFPulse2000A 無線式パルスデータロガー
入力範囲 0~30 VDC ( 連続 )最低入力 720mV
最高入力 1.07V
最大パルスレート 10KHz
インピーダンス>60kΩ

精度
20 mA タイプ :±0.0025 mA
160 mA タイプ : ±0.01 mA
3 A タイプ : ±0.0001 A
測定間隔
1 秒〜 24 時間
メモリー数 32,256

精度
2.5 V タイプ : ±0.05%FSR
15 V タイプ : ±0.05%FSR
30 V タイプ : ±0.05%FSR
160 mV タイプ : ±0.01%FSR
測定間隔
1 秒〜 24 時間
メモリー数 32,256

応答時間 10 ms
測定間隔 1 秒〜 24 時間

ー9−

工場設備の機械や装置のモニタリング
や研究開発等はデジタルデータの常時監視と蓄積が必要です。MadgeTech
社のデータロガーは全て Madge Tech4
ソフトウェアにより一元管理ができる
ため、各種のデータを時間軸で一目で確認できます。

MadgeTech 無線モニタリングシステム
使用周波数規格： 2.45 GHz IEEE802.15.4
通信距離
データロガー→PC : 室内 150M
屋外 600M
中継器→PC：室内 250M
屋外 750M

MadgeTech 無線モニタリングシステムの 2000A シリーズは、総務省の技術基準適合証明書を取得しておりますので安心して日本でご使用になれます。
システムには、1 チャンネルバンドにつき最高 64 台のワイヤレスデータロガーと接続することができます。
無線通信距離は室内 ( 直線 ) で 150ｍ、室外 ( 直線 ) で 600M となります。もし通信距離中に障害物がある場合や通信距離を伸ばす場合は、途中に中継器を設置することで対応することが可能です。

RFC1000CE
レシーバー又は中継器として使用します。

MadgeTech のワイヤレスデータロガーは、リアルタイムのモニタリングはもちろんのことデータロガー
本体にも測定データは蓄積されており、何らかの原因による電波障害によりデータが途切れても電池の寿命がある間のデータは完全に取り出すことが可能です。

MadgeTech クラウドサービス

マッジテックの無線式データロガーはすべて、マッジテッククラウドサービスと互換性があります。このプラットフォームは、リアルタイムデータを安全に伝送し、世界中のどこからでもインターネットや
データ通信が可能なコンピューター、タブレット、携帯電話などのデバイスで閲覧することができます。

RFC1000 Cloud Ralay
MadgeTech 無線式データロガーからのデータを直接マッジテッククラウド
サービスアカウントに直接送信することができます。
マッジテッククラウドの詳細についてはお問い合わせください。

―10―オゾン / ガス / 微粒子データロガー
設置型のオゾン濃度計

YT-96H-O3 シリーズ

ポータブル型のオゾン濃度計

SKY-O3

小型ハンディタイプパーティクルカウンター

DT-96

測定範囲
YT-96H-O3-50 1.00 ~50.00ppm
YT-96H-O3-10 0.20 ~10.00ppm
YT-96H-O3-1
0.02 ~ 1.00ppm
分解能
0.01ppm
精度±3％フルスケール以下
使用環境
温度 -20 〜 +55℃
湿度 0 〜 95％（結露無き事）

オゾン濃度を連続的にモニターし、本体の画面にオゾン濃度をデジタル表示します。測定
中のオゾン濃度が指定濃度を超過した場合、画面にアラームを表示し、リレーを作動することができます。

測定範囲
SKY-O3-50 1.00 ~50.00ppm
SKY-O3-10 0.20 ~10.00ppm
SKY-O3-1
0.02 ~ 1.00ppm
分解能
SKY-O3-50、SKY-O3-10 0.01ppm
SKY-O3-1
0.001ppm
精度2％( フルスケール）
使用環境
温度 -20 〜 +50℃
湿度 0 〜 95％（結露無き事）

吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した 2 段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。
100,000 メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。

測定範囲
粒子検知サイズ
粒子濃度検知範囲
分解能
温度
分解能
湿度 :
分解能

PM2.5 と PM10 を同時に測定することができる DT-96 はパーティルカウンター、パーティ
クル質量濃度、気温と相対湿度も同時測定します。

PM2.5 / PM10
2000 ug/m3
1μg/m30〜50℃
0.1℃
0〜100%RH ( 結露無き事）
0.1％

二酸化炭素モニター

EM-002N-PDF

超小型軽量構造のガス検知器

Gasman シリーズ

測定範囲
二酸化炭素ガス
温度
湿度
分解能
二酸化炭素ガス
温度
湿度
精度
二酸化炭素ガス
温度
湿度

0〜9999 ppm-10.0〜+60.0℃
0〜99%RH( 結露無き事）
1 ppm
0.1℃
0.1%RH±10% 読取値 ±40 ppm±1℃(0〜+50℃範囲 )±4%RH(40〜60%RH 範囲 )( その他範囲 :±5%RH)

検知ガスの種類
検知範囲
可燃性ガス
0 〜 100 %LEL酸素
0 〜 25 %硫化水素
0 〜 100 ppm / 0 〜 250 ppm
一酸化炭素
0 〜 500 ppm / 0 〜 1500 ppm
二酸化硫黄
0 〜 20 ppm
塩素
0 〜 20 ppm
二酸化塩素
0 〜 1 ppm
アンモニア0 〜 100 ppm / 0 〜 1000 ppm
オゾン
0 〜 1 ppm
水素
0 〜 2000 ppm / 0 〜 100 %LEL
シアン化水素 0 〜 30 ppm
エチレンオキサイド 0 〜 10 ppm
フッ化水素
0 〜 10 ppm
ホスフィン
0 〜 5 ppm

PLC 等と接続するための 4-20mA と RS485 デ
ジタル出力付きです。4-20mA アナログ出力
はデータロガーと接続することにより、長期間のオゾン濃度データを記録することも可能となります。

●カラー LCD 画面を搭載● PM2.5 と PM10 の微粒子数測定● 気温と相対湿度も表示
データロガー内蔵の CO2 濃度計です、温度、湿度も大型カラー LCD 画面にデジタル表示します。また指定した CO2 濃度を超過した場合、アラームを発します。
2000 グループデータロガー機能があり、キーボタンを押して、表示画面でログデータやCO2 濃度の変化をグラフ見ることも可能です。
パソコンにデータをダウンロードすることができ、データは自動で PDF 形式で表示されます。また WiFi 接続の機能もあり、EM-002
PDF と WiFi ルーターを接続した後、離れた場
所や外出先からリアルタイムで二酸化炭素濃度や温度・湿度を見ることができます。
自動校正が実施できますので、測定精度を確保することができます。
検知ガスの種類
フッ素
ホスゲン
一酸化窒素
二酸化窒素
二酸化炭素

検知範囲
0 〜 1 ppm
0 〜 1 ppm
0 〜 100 ppm
0 〜 20 ppm
0 〜 5 %Vo

可燃性ガス、酸素、有毒ガスを連続的にモニターします。
ガス濃度が指定濃度や TWA ( 時間加重平均値 )になると、音と LED の点滅、バイブレーショ
ンで警告を発します。厳しい環境下でも使用に耐えるように耐衝撃性と防水構造 IP67 適合の両方をクリアーしています。またガス濃度やアラームの発生を記録するデータロガー機能を内蔵しています。

※上記データロガーの詳細仕様はお問い合わせください。
また上記以外のオゾン / ガス / 微粒子データロガーについては弊社ホームページをご参照ください。http://www.gesco.co.jp―11―多用途産業用データロガー
TITAN S8

複数のパラメータを同時に測定できるオールインワンのデータロガーです。
製造現場だけでなく研究や開発で確実な測定を行います。
測定範囲
電流: 0〜24 mA
電圧: 0〜100 mV/0〜10V
温度: RTD PT-100-200〜+400℃(2/3/4 線 式対応 )温度: サーミス 225/10K-25〜+150℃
温度: 熱電 J/K/T/E/R/S/B/N-270〜+1370℃ (K タイプ )パルス : カウント
0〜4,000,000,000
周波数 : 20〜10,000 Hz

HVAC 性能• 室内 / 周囲温度
•ダクト温度• 空気の流れと圧力エネルギー解析• 電流 / 電圧変動
• エネルギー消費• マシンの実行時間

Titan S8 はポータブルで多用途に使用できる産
業用のタッチスクリーン式 8 チャンネルのデー
タロガーです。
サイズ：168 X 122 X 36.8mm
複数のパラメータを同時に測定できます。
一台で電流、電圧、温度、パルス、周波数の測定に対応します。
温度測定のために、各種の熱電対タイプやサー
ミスタ、白金抵抗体 PT-100 を接続できます。
また、接続している各種機械・機器からの電流又は電圧データをソフトウェアの単位変換機能により、例えば、ガス濃度 (ppm)、流量(l/min) 等に変換して表示することが可能です。

プラント / 工場の性能

自動車安全エンジニアリング• 電源に関する問題の診断• 電気的インフラストラク
チャの監視• パフォーマンスの最適化• 熱とエネルギーの伝達•マテリアルプロセス• 電気システム解析

エレクトロニクス製造• 生産設備の監視• 温度安定性• 電圧および電流のトラ
ブルシューティング

研究室と生命科学• 機器の検証• 温度マッピング•プロセス検証

産業機器の故障解析• 熱および電気診断• 正常な修復の確認• 定期メンテナンス

食品安全• オーブンマッピング•プロセス監視• HACCP コンプライア
ンス

データロガー機能付き温度計

Saf-T-Log

通常のデータロガーは測定データの継時的な変化を記録することに使用しますが、この Saf-T-Log は測定点毎の測定数値をデジタルで記録します。ヒューマンエラーをなくし確実な記録を行います。範囲を超えた測定結果には自動的に是正処置の有無を出すことができます。元来は食品安全配置の HACCP（危機管理校正ポイント）用に開発されましたが、表面温度センサーを利用して金型の部分温度等の温度データとレポートの作成に使用されております。プローブを変更して記録型のコテ先温度計としても利用できます。
測定範囲-200〜+1370℃(K タイプ熱電対）● 測定温度を日時とともに記録● 測定値の Hi/Low 温度指定と結果（PASS/FAIL) 表示● 測定対象物や場所等の 300 項目登録と表示● 1000 測定データを保存とパソコンへの自動ダウンロードカスタムチェックリ
ストの作成必要な数だけチェッ
クリストを作成し、Saf-T-Log 本体にダウンロードすることができます。最大作成
数 最大 300 の測定項
目、10 の是正処置、
最大 25 のユーザー
を設定

読み取り

是正措置についてチェックリストの項
目が読み込まれると、読み取り値が保存されます。場所、ユー
ザー、日付、時間、制限、是正処置（選択された場合）最大1000 テータス、そして大きな温度が表示されます。

チェックリストに是
正処置があります。
選択した処置を記録することができます。

―12―

Saf-T-Log は PC を介して種々の設定やデータのダウンロードが可能な熱電対温度計です。測定項目のリストは Saf-T-Log ソフトウェアから、チェックリストの書式を作成し Saf-T-Logに記憶することができます。保存される温度データには日時、測定値、高・低設定温度、測定値の合否、結果の Yes/No、選択可能な是正措置、データを記録した担当者名が入ります。

チェックリスト項目と是正処置の有 / 無

読み取り値の保存／
レポートの印刷

カスタムチェックリ
ストに Yes/No の項
目を追加する機能が搭載されています。
最大 10 個の是正措置を含めることができます。

本体を USB ケーブルでパソコンに再接続
すると、測定値は 測
定結果はアーカイブ
され、レポートが自動的に作成されます。

レポートの自動作成
手書きを完全に排除保存された測定値から自動的にレポートが作成されます。

マッジテック 4 標準ソフトウェア
ユーザーフレンドリーなソフトウェアインターフェースでデータのダウンロードとレビューのプロセスを合理化するように設計されています。
シンプルで使い易い Windows ベースのソフトウエアーで英語をはじめ主要言語は全て使用可能です。
もちろん日本語版もあり、安心してお使いいただけます。
このソフトウェアには、多くの機能とオプションがあり、データの管理・分析だけでなく計算チャンネルや工学単位の変更等面倒な計算も簡単に行えます。時間のかかる高品質なレポートの作成を行うことができます。

ソフトウエアの機能・複数のグラフを同時に表示
・統計・デジタル校正・グラフの表示方法
・タイムスライス・滅菌値の自動計算表示(FO 価・PU 価・Fh 価・Fｄ値等）

直感的に使い易いタブメニューナビゲーション

・平均動態温度・データ注釈・全世界時間サポート・最大 / 最小
/ 平均ライン表示
・冷却フラグの設定 / 管理・時間数値表示・自動レポート作成

ー 13−

・操作性の優れたファイル管理・アラーム規則・デバイスのプロパティ―
・工学単位の自動変更計算
・ワイヤレスデバイスの管理
等MadgeTech4 セキュアソフトウェアは、FDA 21 CFR Part 11 の要件への準拠を支援するものです。このソフトウェアには、電子署名、アクセス
コード、セキュアデータファイル、監査証跡などの基準が含まれており、
21 CFR Part 11 の要件を満たし、データの完全性を提供するのに役立って
います。

機能と利点
FDA 21 CFR Part 11・820 及び xP ガイドラインへのコンプラ
イアンスをサポートします。
セキュリティー機能の利点は以下があります。
・監査証跡
・データファイルの保護
・ユーザー管理・電子署名
・導入時の IQ/OQ/PQ 手順書
・データ保護と監査証跡
・電子署名とトレーサビリティー

複雑化する FDA の適正製造物基準（GMP）又は品質計画基準へ準拠します。MadgeTech4 セキュアソフトウエアパッケージには、IQ/
OQ/PQ 手順書が付属しています。
ソフトウェア―が正しくインストールされ、動作していることを検証するために、FDA 及び GMP ガイドラインに準拠した本手順書により、ソフトウェアの検証手順書の作成の検証の作成が必要なくなります。ユーザーはソフトウェアの機能を確認できます。

実施要項
備え付け時適格性評価（IQ）

運転時適格性評価（OQ）

・MadgeTech データロガー機能の検証
・MadgeTech データロガーの説明
・MadgeTech データロガーの取り扱いおよ・MadgeTech データロガー、ソフトウェ
びメンテナンス情報
ア、アクセサリが良好の状態で受領され・MadgeTech データロガーとソフトウェア
たかの検証
の操作手順
・必要書類の確認
・MadgeTech データロガー用ソフトウェア ・複数の MadgeTech データロガーと指定したパソコン間での通信の検証
が正しくインストールされたかの検証
・MadgeTech ソフトウェアが指定したパソ ・データロガーの作動検証
コンに正しくインストールされたかの検証
・MadgeTech データロガーと指定したパソコン間の通信の検証

ー 14−

性能適格性評価（PQ)
・MadgeTech データロガーの精度を維持するための追加の取り扱い注意事項
・MadgeTech データロガーの仕様のための
メンテナンス情報
・現場での定期的な構成検証
・データロガー測定値と標準機による値の比較
・データロガーの許容誤差の検証

本カタログは、産業用のダイジェスト版です。
他のデータロガーにつきましては下記弊社 HP をご覧ください。
http://www.gesco.co.jp
2022 年版データロガーダイジェストカタログは下記になります。
●

産業用データロガー

ダイジェストカタログ●

医療 / 調剤 / 介護用データロガー●

食材・食品保管 / 調理・加工 / 滅菌 / 輸送データロガー

ダイジェストカタログ
ダイジェスト

カタログ

販売代理店 日本ゲスコ株式会社〒305--0822 茨城県つくば市苅間 825-1℡029(856)1388
F AX 029(828)5578
E-mail: mail@gesco.co.jp
http://www.gesco.co.jp

輸入元 株式会社エム・ケー・サイエンティフィック
2022/08/0200SANGYOU