Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.

T-ZACCS
シリーズ

最上位

T-ZACCS9 シリーズに30チャンネル内蔵モデルが登場！！

30ch TS-963

最速 0.1 秒測定

内蔵 30 ch をパソコンなしで全点モニタ表示● ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、熱電対、白金測温抵抗体、直流電圧などの測定が可能● 高速モードで 0.1 秒毎に測定が可能（測定ボックス接続時 最大 1000 点を測定可能）● 内蔵測定ユニット 30ch 全点をモニタ表示可能● 当社独自の次世代 A/D 方式によりノイズを除去し高精度・高安定な測定を実現● 4GB の内蔵メモリに測定データを記録可能、外部記録メディアとして SD カードを採用● 9 インチワイド液晶タッチパネルを搭載
広いワイド画面と使いやすさを追求した画面構成で快適に操作可能● リモートデータロガー機能搭載で Web ブラウザから操作可能

システムブロック図

TS-963 (30ch) / TS-960(10ch)

内蔵測定ユニット
ひずみゲージ

ひずみゲージ式変換器

無線LAN
ユニットスイッチボックススイッチボックス
プロトコル変換器

T-ZACCS+ EI-01P

ISW-50G/IHW-50G用延長ケーブル(CR-832M)

デジタル変位センサ
測定ユニット

直流電圧

T-ZACCS UNIT EU-10D

熱電対

測定ユニット測定ボックス

白金測温抵抗体

パソコン

ISW-50G
IHW-50G

スマートフォン
EX用
接続ケーブル(CR-89**)最長100ｍタブレット

高速・高精度・高機能
データロガー
T-ZACCS9 TS-963(30ch)
T-ZACCS9 TS-960(10ch)

LANケーブル

外部プリンタ（TS-960用プリンタ）
RS-232C接続

T-ZACCS UNIT EU-10H
EX用
接続ケーブル

T-ZACCS BOX
EX-50H

最長100ｍSDカード
スロット(CR-89**)アナログ
出力ユニット

最長100ｍT-ZACCS UNIT
EU-10VODISPLAYOUTPUT-1-

外部モニタ（ＤVI 端子）パソコン

３つのインターフェースを標準搭載
USB

RS-232C

パソコン

Ethernet LAN

100BASE-TXパソコン

充実のモニタ表示機能

モニタ更新 0.1 秒 !!

TS-963 の内蔵測定ユニット
30ch のモニタが可能！

さらに最大 60 点の測定データを同時に表示可能！

モニタ表示設定の切替え

画面の表示設定を 5 テーブル持つことができ、4 つのフレームで表示できるモニタ機能を搭載

ベクトル表示機能【追加機能】

ベクトルグラフはデータを長さと角度に対応させ、矢印で表示可能

操作性
環境

高速サンプリングでもリアルタイムな操作を実現

リモートデータロガー機能【追加機能】
Web ブラウザで遠隔操作、記録データファイルをダウンロード可能
TDS-7130v2 ( 計測ソフトウェア )高速サンプリングでもストレスフリー

記録データファイル
設定ファイルパソコン

ダウンロードリモートデータロガー
スマートフォン

タブレット-2-

様々な計測に対応

各種自動測定機能を搭載

インターバル測定

時間間隔、開始時刻を設定して繰り返し測定を実行

自動測定 : メインメニュー

コンパレータ測定

参照チャンネルの値の大小比較を行い測定を実行

アラーム測定監視するチャンネルを設定し、測定値が閾値を超えた

時にアラーム動作を実行 ( 測定・表示・ビープ音 )サンプリング測定

最速 0.1 秒間隔で繰り返し測定・記録を実行

シーケンス測定

その他の自動測定機能を制御

自動測定機能（様々な条件を設定して自動で測定を開始）を搭載
それぞれの自動測定機能は、同時並行運用が可能「インターバル測定」「コンパレータ測定」は、それぞれ 10 系統を使用可能

高度な演算処理が測定器単体で可能
四則演 算
4 種類
一 般関数
7 種類
( 絶対値 / 対数 / 指数計算など）
三角関数
15 種類
ロゼット関数
7 種類
多段傾斜計関数
3 種類
論 理関数
8 種類
(IF / MAX / MIN など）
その 他関数
1 種類

拡張チャンネル（測定値を収集する毎に、ユーザが設定した演算式に基づいて計算結果を求める機能を持つ）を 100 チャン

ネル使用可能！

-3-

拡張チャンネル設定

拡張チャンネル設定 : 演算式設定

TS-963 (30ch) / TS-960(10ch) おもな仕様

測定能力

測定点数

高速モード

ボックス接続時最大1000点
ボックス接続（測温機能付きゲージ使用時は、最大2000点)
内蔵測定ユニット併用時

TS-960 : 10点（測温機能付きゲージ使用時は、20点まで可能)
内蔵測定ユニット
TS-963 : 30点（測温機能付きゲージ使用時は、60点まで可能)
データ更新速度
表示・記録測定値の更新周期0.1秒
測定モード
イニシャル、ダイレクト、メジャー、シンプルメジャー
補正モード

モニタ

設定テーブル数
表示フレーム数
表示モード
手動測定

測定

自動測定
インターフェース
係数
単位
小数点
オフセット

チャンネル
設定

センサモードチャンネル名称
センサID 機能
機能
チャンネル数
拡張チャン
ネル設定 使用可能変数
演算

測定時
センサ
チェック
機能

拡張チャンネル
アナログ出力設定リスト表示

時刻
設定

年、月、日、時、分、秒

表示・操作
表示

Comet NON、Comet A、Comet B
50～4
数値、MAX・MIN、グラフ（Y-T）、グラフ（X-Y）、グラフ（BAR）、ベクトル表示
STARTキー（タッチパネル STARTボタン）
インターバル測定、コンパレータ測定、アラーム測定、サンプリング測定、シーケンス測定
LAN、USB、RS-232C±(0.00000～200000)
με､mV､℃､kgf、mm など
小数点以下の表示を0～5 桁任意に設定可能
任意測定チャンネルごとに書込み接続するセンサ種別を設定
1ゲージ法3線式120/240/350Ω、1ゲージ法4線式120/240/350Ω（EI-01P）、
2ゲージコモンダミー法、2ゲージ法、
4ゲージ法、4ゲージ法定電流350Ω、ひずみ
4ゲージ法高分解能モード、
4ゲージ法定電流350Ω高分解能モード、
4ゲージ法0-2Vモード
測温機能付きゲージ120/240/350Ω
電圧640mV、64V
温度
熱電対T､K､J､B､S､R､E､N、Pt100 3W
8桁以下の英文字、数字、記号で任意に設定
センサIDの読込みと設定、センサIDへの書出し
関数演算およびチャンネル間演算
100 チャンネル
チャンネル､拡張チャンネル､定数四則演算、一般関数、三角関数、ロゼット関数、多段傾斜計関数、論理関数、その他関数
オープンチェック
絶縁チェック、感度チェック、ばらつきチェック、熱電対断線チェック、
リード線抵抗チェック、ブリッジ出力チェック
処理時間チェック
校正出力
零および出力レベル範囲で任意に出力測定チャンネル設定、チャンネル設定、基準接点設定、拡張チャンネル設定、アナログ出力設定、インターバル設定、コンパレータ設定、アラーム設定、サンプリング設定、シーケンス設定、イニシャル値、リード線抵抗、ブリッジ出力等

表示器
外部出力

液晶パネル
解像度

操作
記録
内蔵
SDカード機能
容量
機能
容量

アナログ出力
機能
出力点数
出力レンジ
容量（フルスケール）
出力確度
データ更新時間

9インチTFT 液晶ディスプレイ
（タッチパネル付）
800×480 ドット
DVI
タッチパネル、POWERキー、FUNCTIONキー、STARTキー、
リモートデータロガー機能
測定データの記録
測定データの記録・再生、設定ファイル
設定ファイルの保存の保存
4Ｇバイト
測定データの記録・再生・コピー、設定ファイルの保存・コピー、センサIDの書出し・読込み
4Ｇバイト (当社指定)
任意のチャンネルの測定値を電圧出力
20点±10V、±5V、0-5V
最大±999999
出力に関する仕様は、各ユニットの仕様に準ずる
測定周期に連動、最速0.1秒※10点毎にアナログ出力ユニットEU-10VO が必要です。
電源
電源電圧
最大消費電力AC100～240V 50/60Hz
TS-960 : 70VA MAX / TS-963 : 152VA MAX

環境
使用温湿度範囲0～+50℃

その他

85％RH 以下（結露を除く）

質量

TS-960 : 328（W）×148（H）×200（D）mm
TS-963 : 328（W）×174（H）×424（D）mm（ゴムプロテクタ、突起部を除く)
TS-960 : 約5kg / TS-963 : 約10kg

全モード共通測定点数
入力端子
ワンタッチコネクタ

TS-960 : 10点 / TS-963 : 30点
30点
ねじ止め、はんだ付け両用タイプ
NDIS ワンタッチコネクタ

外形寸法

内蔵測定ユニット（全モード共通）

ひずみ測定（高速モード）
ブリッジ電源
初期値記憶範囲
確度の温度係数
確度の経年変化DC2V 4ms(50Hz)±160000×10-6 ひずみ±0.002％rdg/℃±0.02％rdg/年
測定範囲
分解能± 40000×10-6 ひずみ
1×10-6 ひずみ-6± 80000×10 ひずみ
2×10-6 ひずみ±160000×10-6 ひずみ
4×10-6 ひずみ±320000×10-6 ひずみ
8×10-6 ひずみ-6±640000×10 ひずみ
16×10-6 ひずみ±(0.08％rdg+3digit) (1ゲージ法、2ゲージ法、4 ゲージ法)±(0.08％rdg+6digit) (4ゲージ法0-2Vモード)

測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高速モード）ブリッジ電源DC6mA 4ms(50Hz)
ブリッジ抵抗350Ω
初期値記憶範囲±160000×10-6 ひずみ
確度の温度係数±0.002％rdg/℃
確度の経年変化±0.02％rdg/年
測定範囲± 40000×10-6 ひずみ± 80000×10-6 ひずみ
測定範囲および分解能±160000×10-6 ひずみ±320000×10-6 ひずみ±640000×10-6 ひずみ
確度（23℃±5℃）±(0.08％rdg+3digit)
直流電圧測定（高速モード）
V1/1
初期値記憶範囲
V1/100確度の温度係数
確度の経年変化V1/1
測定範囲および分解能
V1/100
確度（23℃±5℃）
移動平均あり確度（23℃±5℃）
移動平均なしV1/1
V1/100
V1/1
V1/100分解能
1×10-6 ひずみ
2×10-6 ひずみ
4×10-6 ひずみ
8×10-6 ひずみ
16×10-6 ひずみ±160.000mV±16.0000V±0.0024％rdg/℃±0.024％rdg/年
測定範囲± 40.000mV± 80.000mV±160.000mV±320.000mV±640.000mV± 4.0000V± 8.0000V±16.0000V±32.0000V±64.0000V±(0.08％rdg+6digit)±(0.08％rdg+6digit)±(0.08％rdg+50digit)±(0.08％rdg+50digit)

分解能0.001mV
0.002mV
0.004mV
0.008mV
0.016mV
0.0001V
0.0002V
0.0004V
0.0008V
0.0016V

白金測温抵抗体温度測定（JIS C1604:2013、IEC60751：2008 Pt100）（高速モード）
適用測温抵抗体Pt100
測定法
3 線式(Pt3W)
リニアライズ
デジタル演算
確度の温度係数±0.0020％rdg/℃
確度の経年変化±0.05％rdg/年
測定範囲-200～+850℃
分解能0.1℃
確度（23℃±5℃）±(0.1％rdg+0.3℃)
熱電対温度測定（JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013）（高速モード）
適用熱電対
T,K,J,B,S,R,E,N
リニアライズ
デジタル演算確度（23°C±5°C）
種類
測定範囲
分解能
（外部基準接点）（内部基準接点）- 250 ～ - 200℃ 0.1℃±(0.31%rdg+1.9℃)±(0.31%rdg+5.2℃)- 200 ～ - 100℃ 0.1℃±(0.14%rdg+0.8℃)±(0.14%rdg+2.1℃)
T- 100 ～
0℃ 0.1℃±(0.11%rdg+0.5℃)±(0.11%rdg+1.2℃)
0 ～ + 400℃ 0.1℃±(0.08%rdg+0.4℃)±(0.08%rdg+0.9℃))
注: K,J,B,S,R,E,N熱電対についてはQRコード詳細仕様を参照。

注: センサの確度は含まず、また、熱電対Ｂは基準接点を使用しない。

ボックス・ユニット接続
対象機種
接続台数
延長距離

測定ボックス
測定ユニット
出力ユニット測定ボックス
測定ユニット
出力ユニット

接続ケーブルEX-50H、EU-10H、EU-10D、EI-01P
EU-10VO
最大100 台接続
最大2 台接続100m（機器間）
EX用接続ケーブルCR-892M（2ｍ）、CR-895M（5ｍ）、CR-8901（10ｍ）、CR-8902（20ｍ）、CR-8905（50ｍ）、CR-8910（100ｍ）

注: 測定ボックスの接続台数に関して、EX-50Hは1台で5台分として換算する

標準付属品

取扱説明書(CD)AC 電源ケーブル(CR-01)
アース線(CR-20)
保証書

1枚
1本
1本
1枚

SD カードビニールカバープラスドライバ

1枚1枚1本

詳細仕様はこちら
QRコードから詳細仕様PDFを読み込んでください。

https://bit.ly/3FB6oaI-4-

TS-963 (30ch) / TS-960(10ch) 仕様 ー外観・寸法図ー
前面パネル

背面パネル
タッチパネル付き
カラー液晶
POWERキー

SDカード
スロット

Display Output
DVI 出力内蔵測定ユニット
RS-232C
超高速フィールド
コネクタ
ネットワークコネクタ
主電源スイッチ

USB I/F LANFUNCTIONキー

スタートキー※画像はTS-963(30ch)

30ch

接地用端子AC電源コネクタ

10chTS-960

328

148

424

200

TS-963

174

328-5-TS-963 (30ch) / TS-960(10ch) ー周辺機器（スイッチボックス）ー

ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器
直流電圧
熱電対
白金測温抵抗体

測定ボックス
当社独自の高精度・高安定の測定能力に加えて、新たな通信方式を採用することで高速化を実現●測定点数50点、最速0.1秒測定（20台接続時 最大1000点の測定可能）●当社独自の次世代A/D方式により高精度・高安定な測定を実現●ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、熱電対、白金測温抵抗体、直流電圧などの測定が可能

ひずみゲージ
ひずみゲージ式変換器
直流電圧
熱電対
白金測温抵抗体

測定ユニット
当社独自の高精度・高安定の測定能力に加えて、新たな通信方式を採用することで高速化を実現●測定点数10点、最速0.1秒測定、最大100ユニット接続（内蔵ユニット分含む）●当社独自の次世代A/D方式により高精度・高安定な測定を実現●ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、熱電対、白金測温抵抗体、直流電圧などの測定が可能- 6-

TS-963 (30ch) / TS-960(10ch) ー周辺機器ー

DIGITAL DISPLACEMENT SENSOR MEASUREMENT UNIT
デジタル変位センサ測定ユニット
T-ZACCS9 TS-963/TS-960 専用デジタル変位センサ測定ユニット
測定点数１０点で、デジタル変位センサの測定が可能
T-ZACCS BOX EX-50H、T-ZACCS UNIT EU-10H、EU-10VO と同時に使用可能

ANALOG OUTPUT UNIT

アナログ出力ユニット
T-ZACCS9 TS-963/TS-960 にて収録した測定データ・演算結果に応じて、アナログデータを出力

SWITCH BOX PROTOCOL CONVERTER
スイッチボックスプロトコル変換器
スイッチボックス ISW-50G/IHW-50G を T-ZACCS9 TS-963/TS-960 に接続するためのプロトコル変換器
EI-01P にスイッチボックス１台が接続可能

REPEATER
リピータ
T-ZACCS 9 / T-ZACCS BOX / T-ZACCS UNIT 間に接続し、通信距離を延長する為のリピータです。
本器を使用することで機器間 100m の延長距離を、さらに 100m 延ばすことができます。

株式会社東京測器研究所
本

安全に関するご注意●安全にお使いいただくため、ご使用の前には、「取扱説明書」をよくお読みの上、記載内容に従ってご使用ください。

お問合せ、ご用命は社

140-8560 東京都品川区南大井 6-8-2
TEL.03-3763-5611 FAX.03-3763-6128

認 証 取 得 範 囲 ISO9001
ひずみゲージ、ひずみ測定装置、変換器の設計と製造

掲載内容は予告無く変更することがあります。掲載内容は 2024 年 10 月現在のものです。

TML Pam J-3016D