＊＊＊

医療機器届出番号 ： 13B1X00207000048

2022年 5月（第3版）
2017年 9月（第2版 新記載要領に基づく改訂）

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

アンシルク・1【警告】
1. 適用対象（次の患者へ適用する際には、特に注意すること）
1） 急性期の深部静脈血栓症患者。
［肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため。
］
2） 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。
［圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。
］
3） 装着部位に知覚障害のある患者。
［痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。］
4） 糖尿病患者。
［無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、又、症状を悪化させるおそれがあるため。］
5） 装着部位に極度の変形を有する患者。
［適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。
］
6） 繊維に対して過敏症のある患者。
［接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。
］
2. 使用方法
医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
［臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。］

3）マタニティー（つま先あり）
種
L
M
S
2.
＊＊

1. 種類・規格
1）ハイソックス（つま先あり）

＊＊

種

類
L
M
S

規 格（周囲径）ふくらはぎ
足 首36～42cm
21～25cm
32～38cm
19～23cm
28～34cm
17～21cm

カラー
ベージュ
ブラック
ボルドー

2）パンティーストッキング（つま先あり）
種

類
L
M
S

規 格（周囲径）カラー
大 腿
足 首 ふくらはぎ
21～25cm 36～42cm 50～59cm クリアベージュ
19～23cm 32～38cm 47～56cm ナチュラルベージュ
ブラック
17～21cm 28～34cm 44～53cm

位

圧迫圧

足首

19hPa
（14mmHg）

ふくらはぎ

13hPa（10mmHg）

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン2）パンティーストッキング（つま先あり）
部

位

圧迫圧

足首

19hPa
（14mmHg）

ふくらはぎ

13hPa
（10mmHg）

大腿中央

9hPa
（7mmHg）

ヒップ、ウエスト̶

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン

3）マタニティー（つま先あり）
部

3.

位

圧迫圧

足首

19hPa
（14mmHg）

ふくらはぎ

13hPa
（10mmHg）

大腿中央

9hPa
（7mmHg）

ヒップ、ウエスト̶

素材／模式図
ボタン調節機能付き
ウエストゴムナイロン、
ポリウレタン

原理
本品を構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かう各部位で漸減的な圧迫を加える。

【使用目的又は効果】
末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。
【使用方法等】1. 形状及び適応サイズの選定
1）圧迫する目的・部位に応じ必要な形状を選定します。
2）メジャー等で 【種類・規格】 にて規定する各部位を測定し、全ての部位で規格内に入る本品を選択します。2つ以上のサイズにまたがる場合は、足首の周囲径が規格の中央値に近いサイズを選択します。

取扱説明書を必ずご参照ください。
（1/3）

規 格（周囲径）カラー
大 腿
足 首 ふくらはぎ
21～25cm 36～42cm 50～59cm
19～23cm 32～38cm 47～56cm クリアベージュ
17～21cm 28～34cm 44～53cm

構造1）ハイソックス（つま先あり）
部【禁忌･禁止】（次の患者には使用しないこと）
1） 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
［圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。］
2） 化膿性静脈炎の患者。
［菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。
］【形状・構造及び原理等】
本品の種類・規格、素材等は以下の通りです。規格や構造で用いる用語は次のように規定しています。
足首：下腿の、踝より上で最も細い部分
ふくらはぎ：下腿の、膝下で最も太い部分
膝：膝蓋骨中央
大腿中央：膝と足の付け根の中間部分
大腿：足の付け根より5cm下の部分
なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については
包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。

類

2.

3.

装着方法
装着する際には、爪や指先の荒れ、指輪等でストッキングを傷つけないよう十分ご注意ください。
1） ストッキングに手を入れ、踵の部分を内側からつまみます。
2） 踵をつまんだまま手を引き抜き、足先部分をストッキングの中に残した状態で裏返しにします。
3） つま先をストッキングの中に入れ、踵をしっかりあわせる
ようにストッキングを引き上げます。
4） 踵まで入ったらストッキングを表向きになるように反転させます。
5） 手の親指をストッキングと足の間に入れ、半円を描くように少しずつ均一に引き上げていきます。
6） 所定の長さまで引き上げたら、踵位置のずれ、シワやたる
み、ねじれ等がないよう全体を確認してください。
7） マタニティータイプは、ウエストベルトのボタンでサイズを調節します。
1）

2）

3）

4）

5）6）

7）

脱ぎ方
1） 上端から足首まで裏返しながら引き下げます。
2） 足首とストッキングの間に親指を入れ、ストッキングに指をかけて踵部分を抜き、裏返しのまま最後まで引き抜きます。
1）2）3） 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやシワのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着し直してください。
［適正な圧迫圧が得られず、又、血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。］
4） 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合
は、適切なサイズに変更してください。
5） 本品に、破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
6） 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
①少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い④鋭利なものへの接触
7） 本品をはさみで切る等の加工、修理を行わないでください。
8） 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。又、在宅で使用させる場合には同封の取扱説明書をお渡しください。
9） 1日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。
又、1日1回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
10） 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
11） 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
12） 本品の他に圧迫圧のあるストッキング等を重ねて装着させる
場合には、ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。
3.

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
1） 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装
着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
［動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。］
2） ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にあった
患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意してください。
2.

重要な基本的注意
1） 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。又、サイズ
適応外の場合には使用しないでください。
2） 本品を折り返して使用しないでください。
［血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。］

不具合・有害事象
本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。
1） 重大な有害事象①血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
②神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
③皮膚障害¡本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
¡ショック等、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。
2） その他の有害事象
本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場
合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

取扱説明書を必ずご参照ください。
（2/3）

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管して
ください。
2.

耐用期間
装着時間や装着方法による個人差があるが、使用方法及び保守・点検に係る事項を遵守して使用した場合3～6ヶ月（自己認証データによる）

3.

有効期間
外箱パッケージに表示。（自己認証データによる）【保守・点検に係る事項】
1） 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理をしてください。
2） 日陰でつり干し乾燥をしてください。
3） 漂白処理、タンブル乾燥、アイロン仕上げ処理、ドライク
リーニング処理、ウエットクリーニング処理はできません。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者
アルケア株式会社
2. 連絡先〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室： 7 0120-770-175

取扱説明書を必ずご参照ください。
（3/3）

＊＊

2017年8月（第4版）
2016年8月（第3版）

医療機器届出番号： 13B1X00207000049＊

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

アンシルク・2
2）ストッキング（つま先あり）【警告】
1. 適用対象（次の患者へ適用する際には、特に注意すること）
1） 急性期の深部静脈血栓症患者。
［肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため。］
2） 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。
［圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。
］
3） 装着部位に知覚障害のある患者。
［痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。］
4） 糖尿病患者。
［無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、また症状を悪化させるおそれがあるため。］
5） 装着部位に極度の変形を有する患者。
［適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。
］
6） 繊維に対して過敏症のある患者。
［接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。
］
2. 使用方法
医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
［臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。］

種

LL
L
M
足
S
SS
LL
L
片
M
足 S
SS
両

＊＊

1.

種類・規格
1）ハイソックス（つま先あり／つま先なし）
種

類

LL
L
M
S
SS

規 格（周囲径）足 首
ふくらはぎ
40〜46cm
23〜27cm
36〜42cm
21〜25cm
32〜38cm
19〜23cm
28〜34cm
17〜21cm
24〜30cm
15〜19cm

規 格（周囲径）カラー
大 腿
足 首 ふくらはぎ
23〜27cm 40〜46cm 55〜64cm
21〜25cm 36〜42cm 50〜59cm
ライトブラウン
19〜23cm 32〜38cm 47〜56cm
ブラック
17〜21cm 28〜34cm 44〜53cm
15〜19cm 24〜30cm 40〜49cm
23〜27cm 40〜46cm 55〜64cm
21〜25cm 36〜42cm 50〜59cm
19〜23cm 32〜38cm 47〜56cm ライトブラウン
17〜21cm 28〜34cm 44〜53cm
15〜19cm 24〜30cm 40〜49cm

3）パンティーストッキング（つま先あり）
種

類

LL
L
M
S
SS

【禁忌･禁止】（次の患者には使用しないこと）
1） 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
［圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。］
2） 化膿性静脈炎の患者。
［菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。
］【形状・構造及び原理等】
本品の種類・規格、素材等は以下の通りです。規格や構造で用いる用語は次のように規定しています。
足首：下腿の、踝より上で最も細い部分
ふくらはぎ：下腿の、膝下で最も太い部分
膝：膝蓋骨中央
大腿中央：膝と足の付け根の中間部分
大腿：足の付け根より5cm下の部分
なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については
包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。

類

規 格（周囲径）カラー
大 腿
足 首 ふくらはぎ
23〜27cm 40〜46cm 55〜64cm
21〜25cm 36〜42cm 50〜59cm
ライトブラウン
19〜23cm 32〜38cm 47〜56cm
ブラック
17〜21cm 28〜34cm 44〜53cm
15〜19cm 24〜30cm 40〜49cm

4）マタニティー（つま先あり）
種

規 格（周囲径）カラー
大 腿
足 首 ふくらはぎ
23〜27cm 40〜46cm 55〜64cm
21〜25cm 36〜42cm 50〜59cm
19〜23cm 32〜38cm 47〜56cm ライトブラウン
17〜21cm 28〜34cm 44〜53cm
15〜19cm 24〜30cm 40〜49cm

類

LL
L
M
S
SS

＊＊

2.

構造
1）ハイソックス（つま先あり）
部

位

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa（14mmHg）

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン2）ハイソックス（つま先なし）部

カラー

ライトブラウン
ブラック

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa（14mmHg）

取扱説明書を必ずご参照ください。
（1/3）

位

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン

6) 所定の長さまで引き上げたら、踵位置のズレ、シワやたる
み、ねじれ等がないよう全体を確認してください。
7) マタニティータイプは、ウエストベルトのボタンでサイズを調節します。

3）ストッキング（つま先あり）
部

位

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa（14mmHg）

大腿中央

13hPa（10mmHg）

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン4）パンティーストッキング（つま先あり）
部

位

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa（14mmHg）

大腿中央

13hPa（10mmHg）

ヒップ、ウエスト―

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン

3.

3.

位

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa（14mmHg）

大腿中央

13hPa（10mmHg）

ヒップ、ウエスト

―

3)

4)

5) 6)

7)

脱ぎ方
1) 上端から足首まで裏返しながら引き下げます。
2) 足首とストッキングの間に親指を入れ、ストッキングに指をかけて踵部分を抜き、裏返しのまま最後まで引き抜きます。
2)

素材／模式図
ボタン調節機能付き
ウエストゴムナイロン、
ポリウレタン

原理
本品を構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かう各部位で漸減的な圧迫を加える。

【使用目的又は効果】
末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。
【使用方法等】1. 形状及び適応サイズの選定
1) 圧迫する目的・部位に応じ必要な形状を選定します。
2) メジャー等で【種類・規格】にて規定する各部位を測定し、全ての部位で規格内に入る本品を選択します。2つ以上のサイズにまたがる場合は、足首の周囲径が規格の中央値に近いサイズを選択します。
2.

2)

1)

5）マタニティー（つま先あり）
部

1)

装着方法
装着する際には、爪や指先の荒れ、指輪等でストッキングを傷つけないよう十分ご注意ください。
1) ストッキングに手を入れ、踵の部分を内側からつまみます。
2) 踵をつまんだまま手を引き抜き、足先部分をストッキングの中に残した状態で裏返しにします。
3) つま先をストッキングの中に入れ、踵をしっかりあわせる
ようにストッキングを引き上げます。
4) 踵まで入ったらストッキングを表向きになるように反転させます。
5) 手の親指をストッキングと足の間に入れ、半円を描くよ うに少しずつ均一に引き上げていきます。

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
1) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装
着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
［動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。］
2) ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にあった
患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意してください。
2. 重要な基本的注意
1) 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。またサイズ
適応外の場合には使用しないでください。
2) 本品を折り返して使用しないでください。
［血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。］
3) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやシワのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着しなおしてください。
［適正な圧迫圧が得られず、また血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。］
4) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合
は、適切なサイズに変更してください。
＊＊
5） つま先部分が捲くれあがらないように注意し、捲くれあがった際は随時引きおろしてください。
6） 本品に、破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
7） 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
①少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着

取扱説明書を必ずご参照ください。
（2/3）

③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い④鋭利なものへの接触
8） 本品をはさみで切るなど加工、修理を行わないでください。
9） 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。また在宅で使用させる場合には同封の取扱説明書をお渡しください。
10) １日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。
また１日１回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
11) 軟膏などの薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
12) 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
13) 本品の他に圧迫圧のあるストッキング等を重ねて装着させる
場合には、ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。
3.

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者
アルケア株式会社
2. 連絡先〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室：0120-770-175

不具合・有害事象
本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。
1) 重大な有害事象①血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
②神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
③皮膚障害¡本品のズレ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
¡ショック等、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。
2) その他の有害事象
本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる
場合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。
2. 耐用期間
装着時間や装着方法による個人差があるが、使用方法及び保守・点検に係る事項を遵守して使用した場合3〜6ヶ月（自己認証データによる）
3.

有効期間
外箱パッケージに表示。（自己認証データによる）＊＊【保守・点検に係る事項】
1) 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理をしてください。
2) 日陰でつり干し乾燥をしてください。
3) 漂白処理、タンブル乾燥、アイロン仕上げ処理、ドライク
リーニング処理、ウエットクリーニング処理はできません。

取扱説明書を必ずご参照ください。
（3/3）

＊＊

2017年9月（第3版）
2016年8月（第2版）

医療機器届出番号： 13B1X00207000050＊

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

アンシルク・2 ブライト
2）パンティーストッキング（つま先あり）【警告】
1. 適用対象（次の患者へ適用する際には、特に注意すること）
1） 急性期の深部静脈血栓症患者。
［肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため。］
2） 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。
［圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。
］
3） 装着部位に知覚障害のある患者。
［痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。］
4） 糖尿病患者。
［無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、又、症状を悪化させるおそれがあるため。］
5） 装着部位に極度の変形を有する患者。
［適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。
］
6） 繊維に対して過敏症のある患者。
［接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。
］
2. 使用方法
医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
［臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。］

種

1.

種類・規格
1）ハイソックス（つま先あり）
種

類

規
足

格（周囲径）

首

ふくらはぎ
36〜42cm

L

21〜25cmM

19〜23cm

32〜38cm

S

17〜21cm

28〜34cm

足

L

ふくらはぎ

大

カラー

腿

ホワイト
クリアベージュ
19〜23cm 32〜38cm 47〜56cm
ナチュラルベージュ
17〜21cm 28〜34cm 44〜53cm
ブラック

S

2.

首

格（周囲径）

21〜25cm 36〜42cm 50〜59cm

M構造1）ハイソックス（つま先あり）
部

位

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa
（14mmHg）

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン2）パンティーストッキング（つま先あり）
部【禁忌･禁止】（次の患者には使用しないこと）
1） 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
［圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。］
2） 化膿性静脈炎の患者。
［菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。
］【形状・構造及び原理等】
本品の種類・規格、素材等は以下の通りです。規格や構造で用いる用語は次のように規定しています。
足首：下腿の、踝より上で最も細い部分
ふくらはぎ：下腿の、膝下で最も太い部分
膝：膝蓋骨中央
大腿中央：膝と足の付け根の中間部分
大腿：足の付け根より5cm下の部分
なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については
包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。

規

類

3.

位

圧迫圧

足首

27hPa
（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa
（14mmHg）

大腿中央

13hPa
（10mmHg）

ヒップ、ウエスト―

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン

原理
本品を構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かう各部位で漸減的な圧迫を加える。

【使用目的又は効果】
末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。
【使用方法等】1. 形状及び適応サイズの選定
1） 圧迫する目的・部位に応じ必要な形状を選定します。
2） メジャー等で【種類・規格】にて規定する各部位を測定し、全ての部位で規格内に入る本品を選択します。2つ以上のサイズにまたがる場合は、足首の周囲径が規格の中央値に近いサイズを選択します。

カラー
ホワイト
クリアベージュナチュラルベージュ
ブラック

取扱説明書を必ずご参照ください。
（1/3）

2.

3.

装着方法
装着する際には、爪や指先の荒れ、指輪等でストッキングを傷つけないよう十分ご注意ください。
1） ストッキングに手を入れ、踵の部分を内側からつまみます。
2） 踵をつまんだまま手を引き抜き、足先部分をストッキングの中に残した状態で裏返しにします。
3） つま先をストッキングの中に入れ、踵をしっかりあわせる
ようにストッキングを引き上げます。
4） 踵まで入ったらストッキングを表向きになるように反転させます。
5） 手の親指をストッキングと足の間に入れ、半円を描くよ うに少しずつ均一に引き上げていきます。
6） 所定の長さまで引き上げたら、踵位置のズレ、シワやたる
み、ねじれ等がないよう全体を確認してください。
1）

2）

4）

5）6）

3）

脱ぎ方
1） 上端から足首まで裏返しながら引き下げます。
2） 足首とストッキングの間に親指を入れ、ストッキングに指をかけて踵部分を抜き、裏返しのまま最後まで引き抜きます。
1）

2）【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
1） 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装
着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
［動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。］
2） ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にあった
患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意してください。
2. 重要な基本的注意
1） 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。又、サイズ
適応外の場合には使用しないでください。
2） 本品を折り返して使用しないでください。
［血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。］

3） 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやシワのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着し直してください。
［適正な圧迫圧が得られず、又、血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。］
4） 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合
は、適切なサイズに変更してください。
5） 本品に、破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
6） 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
①少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い④鋭利なものへの接触
7） 本品をはさみで切る等の加工、修理を行わないでください。
8） 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。又、在宅で使用させる場合には同封の取扱説明書をお渡しください。
9） １日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。
又、１日１回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
10） 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
11） 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
12） 本品の他に圧迫圧のあるストッキング等を重ねて装着させる
場合には、ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。
3. 不具合・有害事象
本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。
1） 重大な有害事象①血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
②神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
③皮膚障害¡本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
¡ショック等、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。
2） その他の有害事象
本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場
合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

取扱説明書を必ずご参照ください。
（2/3）

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。
2. 耐用期間
装着時間や装着方法による個人差があるが、使用方法及び保守・点検に係る事項を遵守して使用した場合3〜6ヶ月（自己認証データによる）
3.

有効期間
外箱パッケージに表示。（自己認証データによる）＊＊【保守・点検に係る事項】
1） 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理をしてください。
2） 日陰でつり干し乾燥をしてください。
3） 漂白処理、タンブル乾燥、アイロン仕上げ処理、ドライク
リーニング処理、ウエットクリーニング処理はできません。
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者
アルケア株式会社
2. 連絡先〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室：0120-770-175

取扱説明書を必ずご参照ください。
（3/3）

＊

2017年9月（第2版）
2016年9月（第1版）

医療機器届出番号： 13B1X00207000069

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

アンシルク・2 ソックス2.
【警告】
1. 適用対象（次の患者へ適用する際には、特に注意すること）
1） 急性期の深部静脈血栓症患者。
［肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため。］
2） 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。
［圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。
］
3） 装着部位に知覚障害のある患者。
［痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。］
4） 糖尿病患者。
［無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、又、症状を悪化させるおそれがあるため。］
5） 装着部位に極度の変形を有する患者。
［適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。
］
6） 繊維に対して過敏症のある患者。
［接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。
］
2. 使用方法
医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
［臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。］【禁忌･禁止】（次の患者には使用しないこと）
1） 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
［圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。］
2） 化膿性静脈炎の患者。
［菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。
］【形状・構造及び原理等】
本品の種類・規格、素材等は以下の通りです。規格や構造で用いる用語は次のように規定しています。
足首：下腿の、踝より上で最も細い部分
ふくらはぎ：下腿の、膝下で最も太い部分
膝：膝蓋骨中央
なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については
包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。
1.

構造
部

3.

類

LL
L
M
S

規 格（周囲径）足 首
ふくらはぎ
40〜46cm
23〜27cm
36〜42cm
21〜25cm
32〜38cm
19〜23cm
28〜34cm
17〜21cm

27hPa（20mmHg）

ふくらはぎ

19hPa（14mmHg）

素材／模式図ポリエステル、綿、ナイロン、
アクリル、
ポリウレタン

原理
本品を構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かう各部位で漸減的な圧迫を加える。

【使用目的又は効果】
末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。
【使用方法等】＊1. 適応サイズの選定
メジャー等で【種類・規格】にて規定する各部位を測定し、全ての部位で規格内に入る本品を選択します。2つ以上のサイズにまたがる場合は、足首の周囲径が規格の中央値に近いサイズを選択します。
2.

装着方法
装着する際には、爪や指先の荒れ、指輪等で本品を傷つけないよう十分ご注意ください。
1) 本品に手を入れ、踵の部分を内側からつまみます。
2) 踵をつまんだまま手を引き抜き、足先部分を本品の中に残した状態で裏返しにします。
3) つま先を本品の中に入れ、踵をしっかりあわせるように本品を引き上げます。
4) 踵まで入ったら本品を表向きになるように反転させます。
5) 手の親指を本品と足の間に入れ、半円を描くように少しず
つ均一に引き上げていきます。
6) 膝下まで引き上げたら、踵位置のズレ、シワやたるみ、ね
じれ等がないよう全体を確認してください。
1)

2)

4)

5) 6)

カラー

ブラック

取扱説明書を必ずご参照ください。
（1/2）

圧迫圧

足首

種類・規格
種

位

3)

3.

脱ぎ方
1) 上端から足首まで裏返しながら引き下げます。
2) 足首と本品の間に親指を入れ、本品に指をかけて踵部分を抜き、裏返しのまま最後まで引き抜きます。
1)

3.

2)

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
1) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装
着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
［動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。］
2) ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にあった
患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意してください。
2. 重要な基本的注意
1) 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。又、サイズ
適応外の場合には使用しないでください。
2) 本品を折り返して使用しないでください。
［血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。］
3) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやシワのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着し直してください。
［適正な圧迫圧が得られず、又、血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。
］
4) 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合
は、適切なサイズに変更してください。
5) 本品に、破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
6) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
①少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い④鋭利なものへの接触
7) 本品をはさみで切る等の加工、修理を行わないでください。
8) 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。又、在宅で使用させる場合には同封の取扱説明書をお渡しください。
9) １日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。
又、１日１回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
10) 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
11) 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
12) 本品の他に圧迫圧のある弾性ストッキング等を重ねて装着させる場合には、弾性ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。

不具合・有害事象
本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。
1) 重大な有害事象①血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
②神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
③皮膚障害¡本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
¡ショック等、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。
2) その他の有害事象
本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場
合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。
2. 耐用期間
装着時間や装着方法による個人差があるが、使用方法及び保守・点検に係る事項を遵守して使用した場合3〜6ヶ月（自己認証データによる）
3.

有効期間
外箱パッケージに表示。（自己認証データによる）＊【保守・点検に係る事項】
1) 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理をしてください。
2) 日陰でつり干し乾燥をしてください。
3) 漂白処理、タンブル乾燥、アイロン仕上げ処理、ドライ
クリーニング処理、ウエットクリーニング処理はできません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者
アルケア株式会社
2. 連絡先〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室：0120-770-175

取扱説明書を必ずご参照ください。
（2/2）

＊＊

2017年9月（第3版）
2016年7月（第2版）

医療機器届出番号： 13B1X00207000051＊

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

アンシルク・3
2）ストッキング（つま先なし）【警告】
1. 適用対象（次の患者へ適用する際には、特に注意すること）
1） 急性期の深部静脈血栓症患者。
［肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため。］
2） 動脈血行障害、うっ血性心不全及び装着部位に炎症や化膿、疼痛を伴う皮膚疾患、創傷のある患者。
［圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。
］
3） 装着部位に知覚障害のある患者。
［痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。］
4） 糖尿病患者。
［無症状の知覚障害や血行障害を併発している場合、痛み等の異常を認識できず、又、症状を悪化させるおそれがあるため。］
5） 装着部位に極度の変形を有する患者。
［適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため。
］
6） 繊維に対して過敏症のある患者。
［接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。
］
2. 使用方法
医師が必要と認める場合を除き就寝時は着用しないこと。
［臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。］【禁忌･禁止】（次の患者には使用しないこと）
1） 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の患者。
［圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。］
2） 化膿性静脈炎の患者。
［菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。
］【形状・構造及び原理等】
本品の種類・規格、素材等は以下の通りです。規格や構造で用いる用語は次のように規定しています。
足首：下腿の、踝より上で最も細い部分
ふくらはぎ：下腿の、膝下で最も太い部分
膝：膝蓋骨中央
大腿中央：膝と足の付け根の中間部分
大腿：足の付け根より5cm下の部分
なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については
包装表示ラベルに記載されていますのでご確認ください。
1.

種

類

LL
L
M
S
SS
2.

構造
1）ハイソックス（つま先なし）
部

類

LL
L
M
S
SS

規 格（周囲径）足 首
ふくらはぎ
40〜46cm
23〜27cm
36〜42cm
21〜25cm
32〜38cm
19〜23cm
28〜34cm
17〜21cm
24〜30cm
15〜19cm

圧迫圧
40hPa（30mmHg）

ふくらはぎ

28hPa
（21mmHg）

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン2）ストッキング（つま先なし）
部

3.

位

圧迫圧

足首

40hPa
（30mmHg）

ふくらはぎ

28hPa
（21mmHg）

大腿中央

16hPa
（12mmHg）

素材／模式図ナイロン、ポリウレタン

原理
本品を構成する糸及び編み構造の持つ伸縮特性により、末梢から中枢に向かう各部位で漸減的な圧迫を加える。

【使用目的又は効果】
末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進する。

カラー

ライトブラウンブラック

取扱説明書を必ずご参照ください。
（1/3）

位

足首

種類・規格
1）ハイソックス（つま先なし）種規 格（周囲径）カラー
大 腿
足 首 ふくらはぎ
23〜27cm 40〜46cm 55〜64cm
21〜25cm 36〜42cm 50〜59cm
ライトブラウン
19〜23cm 32〜38cm 47〜56cm
ブラック
17〜21cm 28〜34cm 44〜53cm
15〜19cm 24〜30cm 40〜49cm

【使用方法等】
1. 形状及び適応サイズの選定
1） 圧迫する目的・部位に応じ必要な形状を選定します。
2） メジャー等で【種類・規格】にて規定する各部位を測定し、全ての部位で規格内に入る本品を選択します。2つ以上のサイズにまたがる場合は、足首の周囲径が規格の中央値に近いサイズを選択します。
2.

3.

装着方法
装着する際には、爪や指先の荒れ、指輪等でストッキングを傷つけないよう十分ご注意ください。
1） ストッキングに手を入れ、踵の部分を内側からつまみます。
2） 踵をつまんだまま手を引き抜き、足先部分をストッキングの中に残した状態で裏返しにします。
3） つま先をストッキングの中に入れ、踵をしっかりあわせる
ようにストッキングを引き上げます。
4） 踵まで入ったらストッキングを表向きになるように反転させます。
5） 手の親指をストッキングと足の間に入れ、半円を描くよ うに少しずつ均一に引き上げていきます。
6） 所定の長さまで引き上げたら、踵位置のズレ、シワやたる
み、ねじれ等がないよう全体を確認してください。
1）

2）

4）

5）6）

3）

脱ぎ方
1） 上端から足首まで裏返しながら引き下げます。
2） 足首とストッキングの間に親指を入れ、ストッキングに指をかけて踵部分を抜き、裏返しのまま最後まで引き抜きます。
1）

2）

2. 重要な基本的注意
1） 正しい圧迫圧を得るため、装着部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズの本品を選択してください。又、サイズ
適応外の場合には使用しないでください。
2） 本品を折り返して使用しないでください。
［血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。］
3） 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやシワのないように装着してください。本品が、装着中にたるんだり、シワが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に装着されている場合には正しく装着し直してください。
［適正な圧迫圧が得られず、又、血行障害や神経障害及び圧迫性潰瘍を引き起こすおそれがあるため。］
4） 腫脹の軽減等により装着中に各部位の周径が変わった場合
は、適切なサイズに変更してください。
＊
5） つま先部分が捲くれあがらないように注意し、捲くれあがった際は随時引きおろしてください。
6） 本品に、破損（伝線、ほつれ、破れ等）がないことを確認してから装着してください。破損がある場合は適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
7） 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損（伝線、ほつれ、破れ等）する場合がありますので注意してください。
①少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての装着②爪が伸びていたり、反っていたりする足への装着③肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い④鋭利なものへの接触
8） 本品をはさみで切る等の加工、修理を行わないでください。
9） 本品は弾性ストッキングに精通した者が、必ず装着者に使用方法を説明し、正しい装着手順で使用を開始してください。又、在宅で使用させる場合には同封の取扱説明書をお渡しください。
10） １日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。
又、１日１回は必ず、足全体の観察を実施するために履き直しを行ってください。
11） 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので付着しないよう注意してください。
12） 本品は個人用の製品であり、他人への使いまわしはしないでください。
13） 本品の他に圧迫圧のあるストッキング等を重ねて装着させる
場合には、ストッキングに精通した者が判断し、患者への指導を行ってください。
3.

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
1） 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他装
着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
［動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。］
2） ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にあった
患者は潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため注意してください。

不具合・有害事象
本品の使用により、以下の有害事象がおこる可能性があります。
1） 重大な有害事象①血行障害
チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
②神経障害
腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
③皮膚障害¡本品のずれ、圧迫等により、皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。
¡ショック等、末梢循環が不安定な患者に使用した場合、装着部位に血行障害が発生し壊疽等の皮膚障害が起こる可能性があるため、装着部位の血流に注意してください。

取扱説明書を必ずご参照ください。
（2/3）

2） その他の有害事象
本品装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場
合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。
【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
高温・多湿、直射日光の当たる場所を避け、室温で保管してください。
2. 耐用期間
装着時間や装着方法による個人差があるが、使用方法及び保守・点検に係る事項を遵守して使用した場合3〜6ヶ月（自己認証データによる）
3.

有効期間
外箱パッケージに表示。（自己認証データによる）＊＊【保守・点検に係る事項】
1） 液温は40℃を限度とし、手洗いによる洗濯処理をしてください。
2） 日陰でつり干し乾燥をしてください。
3） 漂白処理、タンブル乾燥、アイロン仕上げ処理、ドライク
リーニング処理、ウエットクリーニング処理はできません。
【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
1. 製造販売業者
アルケア株式会社
2. 連絡先〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室：0120-770-175

取扱説明書を必ずご参照ください。
（3/3）