Product Brochure

ML8780 A/ML8781 A
エリアテスタ

MU878030 B LTE 測定ユニット
MU878041 B TD-LTE 測定ユニット
MU878010 A W-CDMA 測定ユニット

フィールド電測への新たな提案

高い拡張性、機動性を備えたエリアテスタ

ML8780 A エリアテスタ（携帯用パネル操作型）

ML8781 A エリアテスタ（ドライブテスト用）

ML8780 A エリアテスタは、測定ユニットを制御するコントロー
ルユニットです。＊1
最大4台の測定ユニットと1台のバッテリユニットを接続できます。測定対象信号は、接続する測定ユニットに依存します。＊2
携帯して測定することを考慮した設計になっており、制御用のPC を必要とせず、LCD ディスプレイ付きの操作パネルにより、測定条件の設定、測定データの確認、および測定データの保存ができます。

ML8781 A エリアテスタは、ML8780 A エリアテスタと同様に、最大4台の測定ユニットと1台のバッテリユニットを接続できる
コントロールユニットです。＊1、＊2
ドライブテスト用に特化した設計で、パネル操作機能を省き、測定と測定データ収集を専門に行います。
PC と USB で接続する方法と、CF カードから測定条件を自動的に読み取り、測定データを CF カードに保存する方法で使用できます。

ML8780 A

2 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

ML8781 A

バッテリユニット（MU878001 A）

柔軟な装置構成

軽量化を実現携帯用では、コントロールユニット + 測定ユニット + バッテリユ
ニット（ML8780A + MU878010A + MU878001A）の構成で、従来品（ML8720C 標準構成）
より50 % 、ドライブテスト用では、コン
トロールユニット + 測定ユニット（ML8781A + MU878010A）の構成で、従来品（ML8741B 標準構成）
より57 % の軽量化を実現しています。サイズもパネル面がB5ノートよりも一回り小さくコンパ
クトになっています。

スマートデバイスによるリモート制御
ML8780A/ML8781AにMX878004A Bluetooth デバイスサポート
ソフトウェアをインストールすることにより、スマートデバイス（スマートフォン、タブレットやPCなど）からBluetooth にてML8780A/
ML8781Aをリモート制御することができるようになります＊5。ス
マートデバイスから測定の開始や終了などのML8780A/ML8781Aの制御や、スマートデバイス上で測定結果をモニタできます。

位置情報と連動
ML8780 A-003 同期用 GPS オプション＊6や外部 GPS ＊7を接続することにより、GPS の位置情報と連動した測定データを得る
ことができます。

スタンドアロン動作ML8780A/ML8781Aは、測定中に制御用PCと接続することが必須ではありません。測定条件を書き込んだCFカードを挿入して、スタートボタンを押すだけで、測定結果をCFカードに記録できます。

バッテリ動作測定用途に合わせ、お客さまご自身で測定ユニットを追加、取り外しがおこなえ、装置構成を自由に変更できます。
たとえば、携帯して測定する場合には、必要最小限の測定ユニットを接続し、ドライブテストの場合には、複数の測定ユニットを接続して、高速サンプリング＊3やマルチシステム＊4に対応した測定を行います。
1台のコントロールユニットには、表1に示す電流サイズと機械的サイズの合計値が、それぞれ4以下の範囲内で複数台のユニットを接続できます。MU878001 A バッテリユニットは、表1に関係なく1台のみ接続できます。
表1 接続可能ユニット
形 名
MU878030 B
MU878041 B
MU878040 A
MU878010 A
MU878002 A/B

品 名
LTE 測定ユニット
TD-LTE 測定ユニット
TD-LTE 測定ユニット
W-CDMA 測定ユニット
ディバイダユニット

電流サイズ
1
1
2
1
0

機械的サイズ11111

接続不可能な構成例
・（2× MU878030 B）+（1× MU878040 A）+（1× MU878010 A）＝ 電流サイズ：5 ≧ 4・（1× MU878030 B）+（1× MU878040 A）+（1× MU878010 A）+（2× MU878002 B）＝ 機械的サイズ：5 ≧ 4

MU878001 A バッテリユニットを接続することにより、バッテリ動作ができます 。MU 878030 B LTE 測定ユニット、または
MU878041 B TD-LTE 測定ユニットを1台接続した場合には約2 .5時間、MU878010 A W-CDMA 測定ユニットを1台接続した
場合は、約3時間の連続測定ができます。
バッテリユニットには、リチウムイオンバッテリパックを1つ挿入できるようになっており、バッテリユニットに挿入した状態でバッテリパックを充電できます。また、予備のバッテリパックを充電するためにZ1632 A外部充電器を用意しています。
＊1：ML8780A/ML8781A エリアテスタは、コントロールユニットであり、単独では測定器として動作しません。測定ユニットを最低1台接続する必要があります。
＊2：実際に接続できるユニット数は、表1に示す電流サイズの合計値と機械的サイズの合計値が、それぞれ4以下になるようにする必要があります。
＊3：MU878030 B LTE測定ユニット、MU878041 B TD-LTE測定ユニット、およびMU878010 A W-CDMA測定ユニットは、複数の周波数を測定する場
合、時分割で周波数を切り替えながら測定します。1台で複数の周波数を測定するよりも、複数台の測定ユニットで測定する周波数を分けて測定する方が、サンプリング周期を速くできます。
＊4：マルチシステムとは、方式の異なる無線基地局を同時に測定できる機能です。たとえば、MU878030B LTE測定とMU878010A W-CDMA測定ユニットを接続
して、LTE基地局とW-CDMA基地局の測定を同時に行うことができます。複数のアンテナを使用する場合、アンテナ間の干渉により十分な測定結果が得られない場合があります。この場合、アンテナを離して設置するか、MU878002A ディ
バイダユニット、またはMU878002B ディバイダユニットを使用してください。
＊5：別途Bluetooth-シリアル変換器が必要になります。
＊6：ML8780 A-003 同期用GPSの測地系は、日本測地系とWGS84測地系の2種類です。初期値は、WGS84ですがシステム設定により日本測地系に切り替えることができます。
＊7：外部GPSは、RS-232 Cインタフェース（D-Sub 9ピン）のもので、かつNMEA0183で定義されている「$GPGGA」または「$GPGLL」センテンスを出力できるものに対応します。外部GPSの測地系は、接続するGPSによって定まり、コントロールユニット側で測地系を変更することはできません。

Bluetooth ® ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、アンリツはライセンスに基づきこのマークを使用しています。
Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

3

LTE 基地局のエリア調査、保守に
MU878030B LTE測定ユニット

高速サンプリング

MU878030 B LTE 測定ユニットは、ML8780 A/ML8781 A に接続できる測定ユニットです。
LTE FDD基地局の電波伝搬特性の評価に使用します。干渉の多い過酷な測定環境においても、信頼性の高いデータを得ることができます。

1周波数のみを測定する場合の最短測定時間は以下のとおりです。
アンテナ数1または2の場合：10 ms ×（測定PCI数）
アンテナ数4の場合：20 ms ×（測定PCI数）
複数周波数を測定する場合は＊1、以下に示す各周波数ごとの最短測定時間を測定する周波数で合計した時間が、全体の最短測定時間となります。
アンテナ数1または2の場合測定PCI数 5以上：20 ms + 10 ms ×（測定PCI数）
測定PCI数 5未満：70 ms
アンテナ数4の場合測定PCI数 3以上：20 ms + 20 ms ×（測定PCI数）
測定PCI数 3未満：80 ms
フレームタイミング測定

ML8780 A + MU878010 A + MU878030 B + MU878001 A

測定する項目は、Reference Signal（RS）のRSRP、RSRQ、SIR、
RSSI、および遅延プロファイルです。送信アンテナ数は、1、2、および4に対応でき、チャネル帯域幅は、5、10、15、および20 MHzに対応できます。さらに、Extended CPにも対応しています。
そのほか、調査解析や基地局設置時の確認のためにスペクトラム
モニタやCW測定機能があります。

測定中の各PCIごとに、LTEフレームの受信タイミングを測定できます。受信タイミングは、測定ユニット内の10 ms基準、または
標準時間基準で測定します。フレームタイミング同期が必要なCA（Carrier Aggregation）サービスエリア内で、フレームタイミ
ングのずれが許容差以内で同期しているか確認するために有効な機能です。なお、標準時間基準で受信タイミングを測定する場
合は、コントロールユニットにML8780 A-003 同期用GPSオプ
ションが必要です。ML8780 A-003がない場合や、屋内測定のよ
うに GPS の受信ができない場所では、測定ユニット内の10 ms
基準で受信タイミングを測定します。

マルチバンド対応＊：ML8780 A-003でGPS同期しているとき、接続しているすべてのMU878030 B
および MU878041 B は同じ基準で受信タイミング測定を行うため、 ほかの
MU878030 B および MU878041 B で測定した受信タイミングと比較してタイ
ミングのずれを計算することができます。

1台の測定ユニットで2 .1 GHz 、1 .8 GHz 、1 .5 GHz 、900 MHz 、
800 MHz、および700 MHzのダウンリンク周波数に対応できます。実際の測定可能な周波数は、MU878030 Bにインストールするソフトウェア（周波数ライセンス）によって決まります。表2にインストールするソフトウェアと測定可能な周波数を示します。

BCCH 復調機能＊2、＊3

表2 インストールするソフトウェアと測定周波数
ソフトウェアMX878031 B
MX878033 B
MX878034 B
MX878035 B
MX878036 B
MX878037 B

対応バンド
2.1GHz（Band 1、4、10）
1.8GHz（Band 3、9）1.5GHz（Band 11、21）
900MHz（Band 8）
800MHz（Band 5、6、18、19、26、27）
700MHz測定周波数（MHz）
2110 .0 〜 2170 .0
1805 .0 〜 1880 .01475 .9 〜 1510 .9
925 .0 〜 960 .0
850 .0 〜 894 .0
773 .0 〜 803 .0＊：MU878030 Bを購入されるときは、表2のソフトウェアから少なくとも1つを同時に購入してください。MU878030 Bを購入後にソフトウェアを追加できます。
なお、ML8780 A/ML8781 A/MU878030 Bにアンテナは添付されていません
ので、測定する周波数帯に対応したアンテナを別途、ご用意ください。

マルチキャリア測定

インストールするソフトウェア（周波数ライセンス）によって定まる測定周波数範囲で、最大8キャリア周波数を同時＊1に測定できます。測定するキャリア周波数と各キャリア周波数で測定するチャネル数（ スクランブリングコード数 ）を設定して測定を行います。総測定チャネル数は、最大40チャネルです。
＊：ドライブテストの場合、1測定ユニット1キャリア周波数を推奨（最大でも2キャリア周波数）。

4 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A＊：MU878030 A および MU878040 A から出力された受信タイミングは、測定ユ
ニットごとの10 ms 基準で測定するため、同じユニットで測定したタイミング
値としか比較することができません。フレームタイミング表示（MU878030 B
測定画面例参照）は、MU878030 BおよびMU878041 Bで測定したデータを表示します。

MX878039 B LTE測定用BCCH復調ソフトウェアをインストー
ルすることにより、MIBやSIBなどの報知情報を復調できます。
＊1：実際の動作は、時分割で周波数を切り替えながらの測定となります。
＊2：測定中は、MIB、SIBの各データをバイナリ形式のファイルで保存します。
ML8780 Aの画面上で内容を確認することはできません。
測定終了後にPC上で動作するデコードツールを使用することで、3 GPP TS
36 .331のASN.1形式で定義したデータを確認できます。
＊3：BCCH復調機能を利用する場合は、1測定ユニットで1キャリア周波数のみ測定する設定にしてください。

MU878030 B 測定画面例

基地局測定

フレームタイミング

RS 遅延プロファイル

スペクトラムモニタ

RS 遅延プロファイル（アンテナ別）

CW 測定

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

5

MU878041B TD-LTE測定ユニット

高速サンプリング

MU878041 B TD-LTE 測定ユニットは、ML8780 A/ML8781 Aに接続できる測定ユニットです。
TD-LTE 基地局の電波伝搬特性の評価に使用します。干渉の多い過酷な測定環境においても、信頼性の高いデータを得ることができます。

1周波数のみを測定する場合の最短測定時間は以下のとおりです。
アンテナ数1または2の場合：10 ms ×（測定PCI数）＊：1 PCI測定の場合は20 ms
アンテナ数4の場合：20 ms ×（測定PCI数）
複数周波数を測定する場合は＊1、以下に示す各周波数ごとの最短測定時間を測定する周波数で合計した時間が、全体の最短測定時間となります。
アンテナ数1または2の場合測定PCI数 5以上：20 ms＋10 ms ×（測定PCI数）
測定PCI数 5未満：70 ms
アンテナ数4の場合測定PCI数 3以上：20 ms＋20 ms ×（測定PCI数）
測定PCI数 3未満：80 ms
フレームタイミング測定

ML8780 A + MU878030 B + MU878041 B + MU878001 A

測定する項目は、Reference Signal（RS）のRSRP、RSRQ、SIR、
RSSI、および遅延プロファイルです。送信アンテナ数は、1、2、および4に対応でき、チャネル帯域幅は、5、10、15、および20 MHzに対応できます。さらに、Extended CPにも対応しています。
そのほか、調査解析や基地局設置時の確認のためにスペクトラム
モニタやCW測定機能もあります。
マルチバンド対応

1台の測定ユニットで2 .6 GHz帯、および3 .5 GHz帯に対応できます。実際の測定可能な周波数は、MU878041 Bにインストールするソフトウェア（周波数ライセンス）によって決まります。表3にインストールするソフトウェアと測定可能な周波数を示します。
表3 インストールするソフトウェアと測定周波数
ソフトウェアMX878042 B
MX878043 B

対応バンド
2 .6 GHz（Band41）
3 .5 GHz（Band42）

測定周波数（MHz）
2496 .0 〜 2690 .0
3400 .0 〜 3600 .0＊：MU878041 Bを購入されるときは、表3のソフトウェアから少なくとも1つを同時に購入してください。MU878041 Bを購入後にソフトウェアを追加できます。
なお、ML8780 A/ML8781 A/MU878041 Bにアンテナは添付されていません
ので、測定する周波数帯に対応したアンテナを別途、ご用意ください。

マルチキャリア測定

インストールするソフトウェア（周波数ライセンス）によって定まる測定周波数範囲で、最大8キャリア周波数を同時＊1に測定できます。測定するキャリア周波数と各キャリア周波数で測定するチャネル数（ スクランブリングコード数 ）を設定して測定を行います。総測定チャネル数は、最大40チャネルです。
＊：ドライブテストの場合、1測定ユニット1キャリア周波数を推奨（最大でも2キャリア周波数）。

6 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

測定中の各PCIごとに、LTEフレームの受信タイミングを測定できます。受信タイミングは、測定ユニット内の10 ms基準、または
標準時間基準で測定します。フレームタイミング同期が必要なCA（Carrier Aggregation）サービスエリア内で、フレームタイミ
ングのずれが許容差以内で同期しているか確認するために有効な機能です。なお、標準時間基準で受信タイミングを測定する場
合は、コントロールユニットにML8780 A-003 同期用GPSオプ
ションが必要です。ML8780 A-003がない場合や、屋内測定のよ
うに GPS の受信ができない場所では、測定ユニット内の10 ms
基準で受信タイミングを測定します。
＊：ML8780 A-003でGPS同期しているとき、接続しているすべてのMU878030 B
およびMU878041 Bは同じ基準で受信タイミング測定を行うため、ほかの
MU878030 BおよびMU878041 Bで測定した受信タイミングと比較してタイ
ミングのずれを計算することができます。
＊：MU878030 AおよびMU878040 Aから出力された受信タイミングは、測定ユ
ニットごとの10 ms基準で測定するため、同じユニットで測定したタイミング
値としか比較することができません。フレームタイミング表示（MU878041 B
測定画面例参照）は、MU878030 BおよびMU878041 Bで測定したデータを表示します。

BCCH 復調機能＊2、＊3

MX878049 B TD-LTE測定用BCCH復調ソフトウェアをインストールすることにより、MIB や SIB などの報知情報を復調できます。
＊1：実際の動作は、時分割で周波数を切り替えながらの測定となります。
＊2：測定中は、MIB、SIBの各データをバイナリ形式のファイルで保存します。
ML8780 Aの画面上で内容を確認することはできません。
測定終了後にPC上で動作するデコードツールを使用することで、3 GPP TS
36 .331のASN.1形式で定義したデータを確認できます。
＊3：BCCH復調機能を利用する場合は、1測定ユニットで1キャリア周波数のみ測定する設定にしてください。

MU878041 B 測定画面例

基地局測定

フレームタイミング

RS 遅延プロファイル

スペクトラムモニタ

RS 遅延プロファイル（アンテナ別）

CW 測定

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

7

W-CDMA 基地局のエリア調査、保守に
MU878010A W-CDMA 測定ユニット

マルチバンド対応

MU878010 A W-CDMA測定ユニットは、ML8780 A/ML8781 Aに接続できる測定ユニットです。
W-CDMA基地局の電波伝搬特性の評価に使用します。従来のML8720 C エリアテスタの優れたハードウェア性能を継承し、干渉の多い過酷な測定環境においても、信頼性の高いデータを得ることができます。

1台の測定ユニットで2 .1 GHz、1 .8 GHz、1 .5 GHz、900 MHz、および800 MHz のダウンリンク周波数に対応できます。実際の測定可能な周波数は、MU878010 A にインストールするソフト
ウェア（周波数ライセンス）
によって決まります。表4にインストー
ルするソフトウェアと測定可能な周波数を示します。
表4 インストールするソフトウェアと測定周波数
ソフトウェアMX878011 A
MX878013 A
MX878014 A
MX878015 A
MX878016 A

対応バンド
2 .1 GHz（Band I 、IV 、X）
1 .8 GHz（Band III 、IX）
1 .5 GHz（Band XI）
900 MHz（Band VIII）
800 MHz（Band V 、VI）

測定周波数（MHz）
2110 .0 〜 2170 .0
1805 .0 〜 1880 .01475 .9 〜 1500 .9
925 .0 〜 960 .0
869 .0 〜 894 .0＊：MU878010 Aを購入されるときは、表4のソフトウェアから少なくとも1つを同時に購入してください。MU878010 Aを購入後にソフトウェアを追加できます。なお、ML8780 A/ML8781 A/MU878010 Aにアンテナは添付されていませんので、測定する周波数帯に対応したアンテナを別途、ご用意ください。
＊：MX878015 Aのインストールには、MU878010 A-001またはMU878010 A-101
が必要です。

マルチキャリア測定
ML8780 A + MU878010 A（×2）+ MU878001 A

測定する項目は、RSSI 、CPICH̲RSCP 、CPICH̲Ec/No 、
CPICH̲SIR、P-SCH̲RSCP、P-SCH̲Ec/No、S-SCH̲RSCP、
S-SCH̲Ec/No、CPICH遅延プロファイル、P-SCH遅延プロファ
イルです。そのほか、調査解析や基地局設置時の確認のために
スペクトラムモニタやCW測定機能があります。

インストールするソフトウェア（周波数ライセンス）によって定まる測定周波数範囲で最大8キャリア周波数を同時＊1に測定できます。測定するキャリア周波数と各キャリア周波数で測定する
チャネル数（ スクランブリングコード数 ）を設定して測定を行います。総測定チャネル数は、最大40チャネルです。
＊：ドライブテストの場合、1測定ユニット1キャリア周波数を推奨（最大でも2キャリア周波数）。

高速サンプリング＊2

1測定チャネルあたり10 msで測定できます。
BCH 復調機能＊3、＊4

MX878019A W-CDMA測定用 BCH復調ソフトウェアをインストールすることにより、MIBやSIBなどの報知情報を復調できます。
ML8720 C 互換のデータファイル＊5

測定データファイルは、従来機の ML8720 C エリアテスタとほぼ互換です。
＊1：実際の動作は、時分割で周波数を切り替えながらの測定となります。
＊2：1キャリア周波数あたりの測定チャネル数を5チャネル以下に設定した場合は、その周波数の測定時間は50 msになります。
例：周波数A（8チャネル）、周波数B（3チャネル）、周波数C（7チャネル）の場合
周波数Ａの測定時間
80 ms
周波数Ｂの測定時間
50 ms
周波数Ｃの測定時間70 ms
全チャネル各1回ずつ測定する時間 200 ms＊3：測定中は、MIB、SIBの各データをバイナリ形式のファイルで保存します。
ML8780 Aの画面上で内容を確認できません。
測定終了後にPC上で動作するデコードツールを使用することで、3 GPP
TS25 .331のASN.1形式で定義したデータを確認できます。
＊4：BCH復調機能を利用する場合は、1測定ユニットで1キャリア周波数のみ測定する設定にしてください。
＊5：測定データ保存条件の設定により、ML8720 Cの測定データファイルとヘッダ部が異なることがあります。この部分のデータをチェックしているツール類
は、変更が必要になる場合があります。

8 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

MU878010 A 測定画面例

基地局測定

スペクトラムモニタ

P-CPICH 遅延プロファイル

CW 測定

P-SCH 遅延プロファイル

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

9

上面パネルレイアウト

ML8780A エリアテスタ（上面パネルは ML8781A と共通）

RS-232 C

MU878030 B LTE 測定ユニット /（外部 GPS 、または Bluetooth- シリアル変換器接続）

MU878041 B TD-LTE 測定ユニット /GPS

MU878010 A W-CDMA 測定ユニット（BNC/GPSアンテナ接続用、ML8780A-003を取り付た場合）

MU878040 A TD-LTE 測定ユニット

Trigger Input（BNC/ 外部トリガ入力）

MU878001 A バッテリユニット

Link Output（外部トリガおよびGPS出力、J1444A接続用）

RF Input（SMA コネクタ）

USB（制御用 PC 接続）

CF カード・スロット

DC Input＊1＊1

車載固定用金具（装置の固定やソフトケース取り付け用＊2）＊1：MU878041 BまたはMU878040 Aは、上面に「TD-LTE」ラベルが貼られています。
＊2：車載固定用金具に、肩掛けベルトなどを取り付けて持ち運んだり、装置を吊り上げたりすることはできません。装置の運搬には、B0628 Aソフトケースを使用してください。

10 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

リモート制御
ML8780 A/ML8781 Aは、PCとUSBケーブルで接続することにより、PCからリモート制御できます。USBデバイスドライバ＊1とML8780 A/ML8781 Aとデータを送受信するためのC/C++ 言語用ライブラリ＊2が標準で添付されています。
お客さまご自身のプログラムでML8780 A/ML8781 Aを制御できます。

MX878090A 制御ソフトウェア＊3

MX878090 A 画面例

MX878090 A 制御ソフトウェアは、基本的な測定条件の設定や測定データの取得ができます。＊4、＊5
ドライブテストなど通常の測定に使用できます。また、アンリツ
以外から提供されたツールを使用して問題が発生した場合に、
ツール、ML8780 A/ML8781 A や接続系などの問題箇所を切り分けるための動作確認ソフトとしても使用できます。
＊1：USBドライバは、Windows Vista（32 bit）/7（32 bit、64 bit）/8（32 bit、
64 bit）の対応となります。
＊2：Microsoft Visual C/C++ およびC++Builderで使用可能なDLLライブラリとして提供します。
＊3：ML8780 A/ML8781 Aに標準添付＊4：動作環境（OS）は、Windows Vista（32 bit）/7（32 bit、64 bit）/8（32 bit、
64 bit）です。
＊5：測定データは、CFカードに直接保存する場合と同じファイルフォーマットでPCのハードディスクに保存します。ただし、ネットワークドライブやPCに接続されたメモリカード、USBメモリへの保存については、保証していません。

LTE 基地局測定

システム構成例

W-CDMA 基地局測定

・Microsoft® 、Windows® Vista® 、Visual C++® は、Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における登録商標です。
・C++Builder® は、Embarcadero Technologies, inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
・その他記載されている会社名、製品名、およびサービス名などは、各社の商標または登録商標です。

スペクトラムモニタ

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

11

ML8780 A/ML8781 A に MX878004 A Bluetooth デバイスサポートソフトウェア（MX878005 B スマートデバイス用モニタソフトウェア
添付 ）をインストールし、Bluetooth- シリアル変換器＊1、＊2を RS-232 C コネクタに接続することにより、スマートフォンやタブレット、PCなどのスマートデバイスからBluetooth を使用してML8780 A/ML8781 Aをリモート制御できます。

MX878005B スマートデバイス用モニタソフトウェア
バージョン4 .4 .2以降の Android OS 搭載のスマートデバイス＊3で動作するアプリケーションソフトウェアです。
MX878005 Bは、測定の開始・終了などのML8780 A/ML8781 Aの制御や、スマートデバイス上で測定結果や測定器の状態をモ
ニタできます。
歩行調査や公共交通機関で移動しながらの測定において、ML8780 A/ML8781 A 本体をカバンの中に入れて測定作業を行うことが可能になるため、以下のような効果が期待できます。
・人混みの中の測定でも周囲の目を気にすることなく測定が可能。
・スマートデバイスで測定結果をモニタできるため、測定失敗による再測定の作業を低減
・スマートデバイスから測定の開始や終了を制御できるため、
ML8780 A/ML8781 A 本体をカバンの中に入れて作業が可能。
＊1 : 動作確認済のBluetooth-シリアル変換器は以下のものです。
Parani-SD1000 -BP03（リチウムバッテリオプション付き）
SENA Technologies, Inc（代理店：株式会社インターソリューションズ）＊2 : 携帯用アンテナを使用して測定する場合、ML8780 A/ML8781 AにBluetooth-シリアル変換器を直接取り付けると、アンテナ間の干渉により測定に影響を及ぼすことがあります。J1709 A RS-232 C延長ケーブルを使用して、Bluetooth-シリアル変換器と測定用アンテナを離して測定してください。
＊3：すべてのスマートデバイスでの動作を保障するものではありません。

MX878005 B 画面例

Android™は、Google Inc.の商標です。

手元のスマートデバイスで手元のスマートフォンでエリアテスタを操作

鞄の中に入れたまま測定

MX878005B

スマートデバイス用モニタソフトウェア

RS-232C（D-Sub 9ピン）

（Android対応）

・Start/Stop操作
・各ユニットの測定値表示

Bluetooth-＊2

シリアル変換器

・GPS受信状態、バッテリ残量、CFカード空容量表示
・測定条件切り替え（CFカードから読み取り）

ML8780A/ML8781A※測定データはCFカードに保存

スマートデバイスを使用した測定例

12 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

オプション、ユニット、応用部品
ML8780 A-003 同期用 GPS

Z1632 A 外部充電器

ML8780 A/ML8781 A に内蔵する GPS です。ただし、GPS アン
テナ（本オプションに付属）を外部に取り付ける必要があります。

Z0921 A バッテリパック2本を充電できます。予備バッテリの充電に使用できます。
＊：Z1632 A 外部充電器にバッテリパックは添付されません。

MU878002 B ディバイダユニット
1入力2出力、または2入力1出力として使用可能なパワーディバ
イダを2つ内蔵したユニットです。1本のアンテナを最大3つの測定ユニットで共有する場合や、2本のアンテナを最大2つの測定ユニットで共有する場合に使用します。外観や構造は、測定ユニットと同じになっており、測定ユニットと同じようにコント
ロールユニットに接続して使用できます。接続できるユニット数には制限があります。
「3ページ 柔軟な装置構成」の項を確認してください。
＊：周波数範囲 700MHz〜3600MHz

Z1799 A 700 MHz ～ 2700 MHz 車載アンテナ
このアンテナで MU878010 A、MU878030 B の測定周波数、およびMU878041 Bの周波数2 .6 GHzに対応できます。
＊：専用のZ1800 Aアンテナ台座（5 mケーブル付き）が必要です。

Z1910A 700M/800M/900M/1.5G/1.8GHz 携帯用アンテナ
このアンテナで MU878030 B、MU878010 A の測定周波数に対応できます。

Z1911 A 2 .1 /2 .6 /3 .5 GHz アンテナ

B0628 A ソフトケース
本装置を持ち運ぶときに使用します。ソフトケースに入れた状
態でも操作ができます。なお、ML8780 A/ML8781 A 本体に肩掛けベルトなどを直接取り付けることはできません。本装置を携帯しながら測定するような場合は、本ソフトケースをご使用ください。

MU878002 B ディバイダユニット

B0628 A ソフトケース

写真は Z1799 A とZ1800 A の組み合わせ

Z1799 A 700 MHz ～ 2700 MHz 車載アンテナ

このアンテナでMU878010A、MU878030B、およびMU878041Bの測定周波数に対応できます。

Z1928 A 2 .6 /3 .5 GHz アンテナ
このアンテナでMU878041Bの測定周波数に対応できます。

Z1632 A 外部充電器

Z1910 A
Z1911 A
Z1928 A
700 M/800 M/900 M/1 .5 G/1 .8 GHz 2 .1 /2 .6 /3 .5 GHz
2 .6 /3 .5 GHz
携帯用アンテナアンテナ
アンテナ（直径17 mm 、長さ73 mm） （直径40 mm 、長さ108 mm）（直径12 mm 、長さ112 mm）

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

13

規格ML8780 A/ML8781 A エリアテスタ
項目

入出力コネクタ

電気的性能表示器（ML8780 A）
電源
消費電力

動作温度・湿度
環境条件

機械的仕様

保管温度・湿度
振動
衝撃
EMC
LVD
寸法
質量

14 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

規 格
外部 GPS：RS-232 C コネクタ：D-Sub 9ピン
記録メディア：コンパクトフラッシュ（CF カード）
外部トリガ：BNC-J
2 Vp-p 〜 13 Vp-p（1 .5 Vdc）、
立ち上り／立ち下り時間（0 .5 〜 2 .5 Vdc）を10 ms 以下、
最小正パルス幅を100 ns 以上、最小負パルス幅を150 µs 以上、
チャタリング許容時間を100 µs 以下
リモート制御：USB コネクタ タイプ B（Full Speed）
Link Out
特殊規格コネクタ：MQ-172 X-4 PA
ユニット結合コネクタ A
特殊規格コネクタ：2 A200 -6130 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
GPS：BNC-J（ML8780 A-003付きの場合のみ）
6 .5インチ TFT カラー LCD 、640 × 480ドット、バックライト付き
DC9 V 〜 DC24 V
AC100 V 〜 AC240 V 、50 Hz 〜 60 Hz（付属 AC アダプタを使用）
バッテリ：MU878001 A バッテリユニットを使用
ML8780 A：最大10 W（測定ユニット含まず）
ML8781 A：最大6 W（測定ユニット含まず）
通常動作時：0 〜+ 40 ℃、85 % 以下
バッテリ放電時：0 〜 +40 ℃、80 % 以下
バッテリ充電時：+5 〜 +35 ℃、80 % 以下
ソフトケース使用時：0 〜 +35 ℃、80 % 以下＊：CF カード使用時は、CF カードの仕様により制限を受けます。
–20 〜 +60 ℃、85 % 以下
MIL-T-28800 E（Class 3）
MIL-T-28800 E
EN61326 -1、EN61000 -3 -2
EN61010 -1
ML8780 A 単体：240（W）× 170（H）× 41（D）mm
ML8781 A 単体：240（W）× 170（H）× 41（D）mm
ML8780 A 単体：1 .3 kg 以下
ML8781 A 単体：1 .0 kg 以下

MU878030 B LTE 測定ユニット
項目

入力コネクタ

周波数範囲

規 格
RF 信号入力：SMA-J 、50Ω（公称値）
上位ユニットインタフェース
特殊規格コネクタ：2 B200 -6430 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
下位ユニットインタフェース
特殊規格コネクタ：2 A200 -6130 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
MX878031 B インストール時：2110 MHz 〜 2170 MHz
MX878033 B インストール時：1805 MHz 〜 1880 MHz
MX878034 B インストール時：1475 .9 MHz 〜 1510 .9 MHz
MX878035 B インストール時：925 MHz 〜 960 MHz
MX878036 B インストール時＊：850 MHz 〜 894 MHz
MX878037 B インストール時：773 MHz 〜 803 MHz

LTE 測定時の確度保証範囲は、周波数設定が以下の範囲
最小周波数 + チャネル帯域幅 /2 〜最大周波数 – チャネル帯域幅 /2
電気的性能

周波数設定分解能
基準発振器

測定種別および測定対象信号

最大入力レベル

絶対最大入力
分解能

表示単位
電力測定

LTE 測定確度

LTE 動特性CW 測定確度（CW 測定）＊：800 MHz 帯のスペクトラムモニタでスパン「Full」の場合は、850 MHz 〜 895 MHz を表示
ただし、確度保証範囲は、850 MHz 〜 894 MHz
0 .1 MHz
エージングレート：±1 .0 ppm/ 年（水晶メーカ保証による）LTE 測定Duplex Mode：FDD
Cyclic Preﬁx：Normal 、Extended（サブキャリア間隔15 kHz のみ）
被測定受信信号：RS（Reference Signal）
測定項目：RSRP 、RSRQ 、RSSI 、SIR（PCI ごとに測定）
対象信号アンテナ数：1、2、4
チャネル帯域幅：5、10、15、20 MHz
CW 測定
被測定受信信号：無変調波
測定項目：電力
スペクトラムモニタ
被測定受信信号：指定なし
測定項目：電力– 25 dBm（Io レベル）
RSRP での最大入力レベルは以下のとおり
帯域幅
1 .4 MHz＊
3 MHz＊
5 MHz
10 MHz15 MHz20 MHzRSRP最大入力– 49 dBm– 49 dBm– 49 dBm– 52 dBm– 54 dBm– 55 dBm＊：1 .4 MHz 、3 MHz帯域は、5 MHz帯域以上の信号を入力して測定することを前提とし、測定結果は参考値とする。
0 dBm 、0 Vdc
0 .1 dB
RSRP 、RSSI：dBm
RSRQ 、SIR：dB
遅延プロファイル：dB
CW 測定：dBm 、dBµV 、dBµV/m
スペクトラム：dBm 、dBµV 、dBµV/m
アンテナ0、1
RSRP＊：±2 .0 dB（–120 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–9 dB ≦ Es/Iot）±4 .0 dB（–132 dBm ≦ RSRP ＜ –120 dBm 、–9 dB ≦ Es/Iot）
RSRQ＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–9 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
SIR＊：±2 .0 dB（– 110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、– 9 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
アンテナ2、3
RSRP＊：±2 .0 dB（–120 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–5 dB ≦ Es/Iot）±4 .0 dB（–132 dBm ≦ RSRP ＜ –120 dBm 、–5 dB ≦ Es/Iot）
RSRQ＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–5 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
SIR＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–5 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）＊：干渉波：AWGN 、伝播条件：スタティック
下記条件で0 〜 100 km/h 走行時の RSRP 、RSRQ 、および SIR が測定可能
条件：アンテナ数1または2で測定
等レベル2パス / レイリーフェージング、遅延スプレッド 1 μs 以下、平均化距離50 m± 2 .0 dB（1 .5、1 .8、2 .1 GHz 帯：–117 dBm ≦ CW 入力≦ –25 dBm）
± 2 .0 dB（700、800、900 MHz 帯：–114 dBm ≦ CW 入力≦ –25 dBm）

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

15

項 目
トリガモードサンプリング間隔

最短測定時間（1周波数当たり）LTE 測定測定 PCI 数
データ処理方法
リスト表示
グラフ表示

RS 遅延プロファイル

BCCH 復調＊2
スペクトラム
モニタ

CW 測定

電源＊3

環境条件

機械的仕様

規 格
時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
最小：10 ms ＊1
1周波数測定 / アンテナ数1または2の場合：10 ms ×（測定 PCI 数）
1周波数測定 / アンテナ数4の場合：20 ms ×（測定 PCI 数）
2周波数以上測定 / アンテナ数1または2の場合測定 PCI 数 5以上：20 ms + 10 ms ×（測定 PCI 数）
測定 PCI 数 5未満：70 ms
2周波数以上測定 / アンテナ数4の場合
測定 PCI 数 3以上：20 ms + 20 ms ×（測定 PCI 数）
測定 PCI 数 3未満：80 ms
1 〜 40（PCI：0 〜 503中）
平均値、中央値、最大値、最小値
RSRP（合成、アンテナ別）、RSRQ（合成、アンテナ別）、SIR（合成、アンテナ別）、および RSSI（合成、アンテナ別）
棒グラフ（RSRP 、RSRQ 、SIR 、RSSI）および遅延プロファイル
測定範囲
Normal：–5 .5 μs 〜 +5 .5 μs
Long：–5 .5 μs 〜 +11 μs＊：4アンテナ測定の場合は Normal 表示のみ可能＊：各パスの +1 .8 μs 付近に当該パスより約20 dB 低いイメージが表示されますが、測定値への影響はありません。
パス番号の割り当ても行われません。
＊：遅延スプレッドの値は参考値
MX878039 B 適用時のみ有効
MIB 、SIB1 〜 SIB13の復調およびファイル出力（バイナリイメージ）＊：1測定ユニットあたり1キャリア周波数測定時のみ復調可能
5、10、30 MHz 、Full
Full：中心周波数が属する周波数帯域（700、800、900 MHz 、1 .5、1 .8、2 .1 GHz）全体の測定
15 kHz
分解能帯域幅データ処理方法
平均値、中央値、最大値、最小値
10 ms
サンプリング間隔
トリガモード時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
MU878030 B 単体：9 W 以下
消費電力（参考）ML8780 A + MU878030 B + MU878001 A
バッテリ動作時間：2 .5時間以上（工場出荷直後のバッテリパックを使用）
下記条件は、ML8780 A/ML8781 A および MU878001 A との組み合わせによる
通常動作時：0 〜 +40 ℃、85 % 以下
バッテリ放電時：0 〜 +40 ℃、80 % 以下
動作温度・湿度
バッテリ充電時：+5 〜 +35 ℃、80 % 以下
ソフトケース使用時：0 〜 +35 ℃、80 % 以下
–20 〜 +60 ℃、85 % 以下
保管温度・湿度
MIL-T-28800 E（Class 3）振動
MIL-T-28800 E
衝撃
EMC
EN61326 -1、EN61000 -3 -2
LVD
EN61010 -1
MU878030 B 単体：240（W）× 170（H）× 23（D）mm（突起物は除く）
寸法（参考）ML8780 A + MU878030 B + MU878001 A
240（W）× 170（H）× 90（D）mm（突起物は除く）
MU878030 B 単体：0 .8 kg 以下（参考）ML8780 A + MU878030 B + MU878001 A
質量3 .0 kg 以下（バッテリパック含む）
周波数スパン＊1：詳細は、P4をご参照ください。
＊2：MX878039 Bインストール時、BCCHを復調し、報知情報を取得可能（LTE測定で1キャリアのみ測定時）＊3：電源は、ML8780 AまたはML8781 Aから供給

16 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

MU878041 B TD-LTE 測定ユニット
項目

入力コネクタ

周波数範囲
周波数設定分解能
基準発振器
電気的性能

測定種別および測定対象信号

最大入力レベル

絶対最大入力
分解能

表示単位
電力測定

TD-LTE 測定確度

TD-LTE 動特性
CW 測定確度（CW 測定）

規 格
RF 信号入力：SMA-J 、50Ω（公称値）
上位ユニットインタフェース
特殊規格コネクタ：2 B200 -6430 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
下位ユニットインタフェース
特殊規格コネクタ：2 A200 -6130 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
MX878042 B インストール時：2496 .0 MHz 〜 2690 .0 MHz
MX878043 B インストール時：3400 .0 MHz 〜 3600 .0 MHz

TD-LTE 測定時の確度保証範囲は周波数設定が以下の範囲
最小周波数 + チャネル帯域幅 /2 〜最大周波数 – チャネル帯域幅 /2
0 .1 MHz
エージングレート：±1 .0 ppm/ 年（水晶メーカ保証による）
TD-LTE 測定
Duplex Mode：TDD
Cyclic Preﬁx：Normal 、Extended（サブキャリア間隔15 kHz のみ）
被測定受信信号：RS（Reference Signal）
測定項目：RSRP 、RSRQ 、RSSI 、SIR（PCI ごとに測定）
対象信号アンテナ数：1、2、4
チャネル帯域幅：5、10、15、20 MHz
CW 測定
被測定受信信号：無変調波
測定項目：電力
スペクトラムモニタ
被測定受信信号：指定なし
測定項目：電力–25 dBm（Io レベル）
RSRP での最大入力レベルは以下のとおり
帯域幅
5 MHz
10 MHz15 MHz20 MHzRSRP最大入力–49 dBm–52 dBm–54 dBm–55 dBm

0 dBm 、0 Vdc
0 .1 dB
RSRP 、RSSI：dBm
RSRQ 、SIR：dB
遅延プロファイル：dB
CW 測定：dBm 、dBµV 、dBµV/m
スペクトラム：dBm 、dBµV 、dBµV/m
アンテナ0、1
RSRP＊：±2 .0 dB（–120 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–6 dB ≦ Es/Iot）±4 .0 dB（–132 dBm ≦ RSRP ＜ –120 dBm 、–6 dB ≦ Es/Iot）
RSRQ＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–6 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
SIR＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–6 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
アンテナ2、3
RSRP＊：±2 .0 dB（–120 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–3 dB ≦ Es/Iot）±4 .0 dB（–132 dBm ≦ RSRP ＜ –120 dBm 、–3 dB ≦ Es/Iot）
RSRQ＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–3 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
SIR＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–3 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）＊：干渉波：AWGN 、伝播条件：スタティック
下記条件で0 〜 100 km/h 走行時の RSRP 、RSRQ および SIR が測定可能
条件：アンテナ数1または2で測定
等レベル2パス / レイリーフェージング、遅延スプレッド 1 µs 以下、平均化距離50 m±2 .0 dB（–117 dBm ≦ CW 入力≦ –25 dBm）

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

17

項 目
トリガモードサンプリング間隔

最短測定時間（1周波数当たり）

測定 PCI 数
データ処理方法

TD-LTE 測定

リスト表示
グラフ表示

RS 遅延プロファイル

BCCH 復調＊5
スペクトラム
モニタ

CW 測定

電源＊6

環境条件

機械的仕様

規 格
時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
最小：10 ms ＊4
1周波数測定 / アンテナ数1または2の場合：10 ms ×（測定 PCI 数）＊：1 PCI 測定の場合は20 ms
1周波数測定 / アンテナ数4の場合：20 ms ×（測定 PCI 数）
2周波数以上測定 / アンテナ数1または2の場合測定 PCI 数 5以上：20 ms + 10 ms ×（測定 PCI 数）
測定 PCI 数 5未満：70 ms
2周波数以上測定 / アンテナ数4の場合
測定 PCI 数 3以上：20 ms + 20 ms ×（測定 PCI 数）
測定 PCI 数 3未満：80 ms
1 〜 40（PCI：0 〜 503中）
平均値、中央値、最大値、最小値
RSRP（合成、アンテナ別）、RSRQ（合成、アンテナ別）、SIR（合成、アンテナ別）、RSSI（合成、アンテナ別）、
および Timing
棒グラフ（RSRP 、RSRQ 、SIR 、RSSI）、遅延プロファイル、および Frame Timing
最大12パスの遅延情報出力機能
測定範囲
Normal：–5 .5 µs 〜 +5 .5 µs
Long：–11 µs 〜 +11 µs＊：4アンテナ測定の場合は Normal 表示のみ可能＊：各パスの +1 .8 µs 付近に当該パスより約20 dB 低いイメージが表示されますが、測定値への影響はありません。
パス番号の割り当ても行われません。
＊：遅延スプレッドの値は参考値
MX878049 B 適用時のみ有効
MIB 、SIB1 〜 SIB16の復調およびファイル出力（バイナリイメージ）＊：1測定ユニットあたり1キャリア周波数測定時のみ復調可能
5、10、30 MHz 、Full
周波数スパン
Full：中心周波数が属する周波数帯域全体の測定
15 kHz
分解能帯域幅データ処理方法
平均値、中央値、最大値、最小値
10 ms
サンプリング間隔
トリガモード時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
MU878041 B 単体：9 W 以下
消費電力（参考）ML8780 A + MU878041 B + MU878001 A
バッテリ動作時間：2 .5時間以上（工場出荷直後のバッテリパックを使用）
下記条件は、ML8780 A/ML8781 A および MU878001 A との組み合わせによる
通常動作時：0 〜 +40 ℃、85 % 以下
バッテリ放電時：0 〜 +40 ℃、80 % 以下
動作温度・湿度
バッテリ充電時：+5 〜 +35 ℃、80 % 以下
ソフトケース使用時：0 〜 +35 ℃、80 % 以下
–20 〜 +60 ℃、85 % 以下
保管温度・湿度
MIL-T-28800 E（Class 3）振動
MIL-T-28800 E
衝撃
EMC
EN61326 -1、EN61000 -3 -2
LVD
EN61010 -1
MU878041 B 単体：240（W）× 170（H）× 23（D）mm（突起物は除く）
寸法（参考）ML8780 A + MU878041 B + MU878001 A
240（W）× 170（H）× 90（D）mm（突起物は除く）
MU878041 B 単体：0 .8 kg 以下（参考）ML8780 A + MU878041 B + MU878001 A
質量3 .0 kg 以下（バッテリパック含む）＊4：詳細は、P6をご参照ください。
＊5：MX878049 Bインストール時、BCCHを復調し、報知情報を取得可能（TD-LTE測定で1キャリアのみ測定時）＊6：電源は、ML8780 AまたはML8781 Aから供給

18 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

MU878040 A TD-LTE 測定ユニット
項目

入力コネクタ

周波数範囲
周波数設定分解能
基準発振器
電気的性能

測定種別および測定対象信号

最大入力レベル

絶対最大入力
分解能

電力測定

表示単位

TD-LTE 測定確度

TD-LTE 動特性
CW 測定確度（CW 測定）

規 格
RF 信号入力：SMA-J 、50Ω（公称値）
上位ユニットインタフェース
特殊規格コネクタ：2 B200 -6430 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
下位ユニットインタフェース
特殊規格コネクタ：2 A200 -6130 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
MX878047 A インストール時：2545 .0 MHz 〜 2575 .0 MHz

TD-LTE 測定時の確度保証範囲は周波数設定が以下の範囲
最小周波数 + チャネル帯域幅 /2 〜最大周波数 – チャネル帯域幅 /2
0 .1 MHz
エージングレート：±1 .0 ppm/ 年（水晶メーカ保証による）
TD-LTE 測定
Duplex Mode：TDD
Cyclic Preﬁx：Normal
被測定受信信号：RS（Reference Signal）
測定項目：RSRP 、RSRQ 、RSSI 、SIR（PCI ごとに測定）
対象信号アンテナ数：1、2、4
チャネル帯域幅：5、10、15、20 MHz
CW 測定
被測定受信信号：無変調波
測定項目：電力
スペクトラムモニタ
被測定受信信号：指定なし
測定項目：電力–25 dBm（Io レベル）
RSRP での最大入力レベルは以下のとおり
帯域幅
1 .4 MHz＊
3 MHz＊
5 MHz
10 MHz15 MHz20 MHzRSRP最大入力– 49 dBm– 49 dBm– 49 dBm– 52 dBm– 54 dBm– 55 dBm＊：1 .4 MHz 、3 MHz帯域は、5 MHz帯域以上の信号を入力して測定することを前提とし、測定結果は参考値とする。
0 dBm 、0 Vdc
0 .1 dB
RSRP 、RSSI：dBm
RSRQ 、SIR：dB
遅延プロファイル：dB
CW 測定：dBm 、dBµV 、dBµV/m
スペクトラム：dBm 、dBµV 、dBµV/m
アンテナ0、1
RSRP＊：±2 .0 dB（–120 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–6 dB ≦ Es/Iot）±4 .0 dB（–132 dBm ≦ RSRP ＜ –120 dBm 、–6 dB ≦ Es/Iot）
RSRQ＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–6 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
SIR＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–6 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
アンテナ2、3
RSRP＊：±2 .0 dB（–120 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–3 dB ≦ Es/Iot）±4 .0 dB（–132 dBm ≦ RSRP ＜ –120 dBm 、–3 dB ≦ Es/Iot）
RSRQ＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–3 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）
SIR＊：±2 .0 dB（–110 dBm ≦ RSRP ≦最大入力、–3 dB ≦ Es/Iot ≦ +3 dB）＊：干渉波：AWGN 、伝播条件：スタティック
下記条件で0 〜 100 km/h 走行時の RSRP 、RSRQ および SIR が測定可能
条件：アンテナ数1または2で測定
等レベル2パス / レイリーフェージング、遅延スプレッド 1 µs 以下、平均化距離50 m±2 .0 dB（–117 dBm ≦ CW 入力≦ –25 dBm）

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

19

項 目
トリガモードサンプリング間隔

最短測定時間（1周波数当たり）TD-LTE 測定

測定 PCI 数
データ処理方法
リスト表示
グラフ表示

RS 遅延プロファイル

BCCH 復調＊8
スペクトラム
モニタ

CW 測定

電源＊9

環境条件

機械的仕様

規 格
時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
最小：10 ms ＊7
1周波数測定 / アンテナ数1または2の場合：10 ms ×（測定 PCI 数）＊：1 PCI 測定の場合は20 ms
1周波数測定 / アンテナ数4の場合：20 ms ×（測定 PCI 数）
2周波数以上測定 / アンテナ数1または2の場合測定 PCI 数 5以上：20 ms + 10 ms ×（測定 PCI 数）
測定 PCI 数 5未満：70 ms
2周波数以上測定 / アンテナ数4の場合
測定 PCI 数 3以上：20 ms + 20 ms ×（測定 PCI 数）
測定 PCI 数 3未満：80 ms
1 〜 40（PCI：0 〜 503中）
平均値、中央値、最大値、最小値
RSRP（合成、アンテナ別）、RSRQ（合成、アンテナ別）、SIR（合成、アンテナ別）、および RSSI（合成、アンテナ別）
棒グラフ（RSRP 、RSRQ 、SIR 、RSSI）および遅延プロファイル
最大12パスの遅延情報出力機能
測定範囲
Normal：–5 .5 µs 〜 +5 .5 µs
Long：–5 .5 µs 〜 +11 µs＊：4アンテナ測定の場合は Normal 表示のみ可能＊：各パスの +1 .8 µs 付近に当該パスより約20 dB 低いイメージが表示されますが、測定値への影響はありません。
パス番号の割り当ても行われません。
＊：遅延スプレッドの値は参考値
MX878049 A 適用時のみ有効
MIB 、SIB1 〜 SIB13の復調およびファイル出力（バイナリイメージ）＊：1測定ユニットあたり1キャリア周波数測定時のみ復調可能
5、10、30 MHz 、Full
周波数スパン
Full：中心周波数が属する周波数帯域（2 .5 GHz）全体の測定
15 kHz
分解能帯域幅データ処理方法
平均値、中央値、最大値、最小値
10 ms
サンプリング間隔
トリガモード時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
MU878040 A 単体：17 W 以下
消費電力（参考）ML8780 A + MU878040 A + MU878001 A
バッテリ動作時間：1 .5時間以上（工場出荷直後のバッテリパックを使用）
下記条件は、ML8780 A/ML8781 A および MU878001 A との組み合わせによる
通常動作時：0 〜 +40 ℃、85 % 以下
バッテリ放電時：0 〜 +40 ℃、80 % 以下
動作温度・湿度
バッテリ充電時：+5 〜 +35 ℃、80 % 以下
ソフトケース使用時：0 〜 +35 ℃、80 % 以下
–20 〜 +60 ℃、85 % 以下
保管温度・湿度
MIL-T-28800 E（Class 3）振動
MIL-T-28800 E
衝撃
EMC
EN61326 -1、EN61000 -3 -2
LVD
EN61010 -1
MU878040 A 単体：240（W）× 170（H）× 23（D）mm（突起物は除く）
寸法（参考）ML8780 A + MU878040 A + MU878001 A
240（W）× 170（H）× 90（D）mm（突起物は除く）
MU878040 A 単体：0 .8 kg 以下（参考）ML8780 A + MU878040 A + MU878001 A
質量3 .0 kg 以下（バッテリパック含む）＊7：MU878041 Bと同じ。詳細は、P6をご参照ください。
＊8：MX878049 Aインストール時、BCCHを復調し、報知情報を取得可能（TD-LTE測定で1キャリアのみ測定時）＊9：電源は、ML8780 AまたはML8781 Aから供給

20 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

MU878010 A W-CDMA 測定ユニット
項

電気的性能

電力測定

測定種別

W-CDMA
測定

スペクトラム
モニタ

CW 測定
電源＊12

目

規 格
RF 信号入力：SMA-J（850 MHz 〜 2170 MHz）
、50Ω（公称値）、破壊レベル：0 dBm 以上
ユニット結合コネクタ B
入力コネクタ
特殊規格コネクタ：2 B200 -6430 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
ユニット結合コネクタ A
特殊規格コネクタ：2 A200 -6130 -8 N2 AB（挿抜回数：500回以上）
MX878011 A インストール時：2110 MHz 〜 2170 MHz
W-CDMA 測定時の確度保証範囲：2112 .4 MHz 〜 2167 .6 MHz
MX878013 A インストール時：1805 MHz 〜 1880 MHz
W-CDMA 測定時の確度保証範囲：1807 .4 MHz 〜 1877 .6 MHz
MX878014 A インストール時：1475 .9 MHz 〜 1500 .9 MHz
周波数範囲
W-CDMA 測定時の確度保証範囲：1478 .3 MHz 〜 1498 .5 MHz
MX878015 A インストール時：925 .0 MHz 〜 960 .0 MHz
W-CDMA 測定時の確度保証範囲：927 .4 MHz 〜 957 .6 MHz
MX878016 A インストール時：869 MHz 〜 894 MHz
W-CDMA 測定時の確度保証範囲：871 .4 MHz 〜 891 .6 MHz
周波数設定分解能
W-CDMA 測定、CW 測定、スペクトラムモニタ：0 .1 MHz
基準発振器
エージングレート：±1 .0 ppm/ 年
W-CDMA 測定
P-CPICH（Primary-Common Pilot Channel）
S-CPICH（Secondary-Common Pilot Channel）
P-SCH（Primary-Synchronization Channel）
受信信号測定対象信号
S-SCH（Secondary-Synchronization Channel）
P-CCPCH（Primary-Common Control Physical Channel 、BCH 復調時）
CW 測定
CW
0 .1 dB
分解能
W-CDMA 測定：dBm
表示単位
CW 、スペクトラムモニタ：dBm 、dBµV 、dBµV/m
CPICH：±2 .0 dB
SCH：±3 .0 dB
RSCP 確度（W-CDMA 測定）
ダイナミックレンジ：–117 〜 –33 dBm（Ec/No ≧ –9 dB の条件下）–110 〜 –33 dBm（–9 dB ＞ Ec/No ≧ –19 dB の条件下）±3 .0 dB（5 dB ≦ SIR ≦15 dB 、–100 dBm ≦希望波入力レベル≦ –40 dBm）
SIR 確度
±5 .0 dB（1 .5、1 .8、2 .1 GHz 帯：5 dB ≦ SIR ≦15 dB 、–110 dBm ≦希望波入力レベル＜ –100 dBm）
（W-CDMA CPICH 測定）±6 .0 dB（800 MHz 、900 MHz 帯：5 dB ≦ SIR ≦15 dB 、–110 dBm ≦希望波入力レベル＜ –100 dBm）
0 〜 100 km/h 走行時の RSCP 、SIR 測定（平均化距離50 m）
動特性±2 .0 dB（1 .5、1 .8、2 .1 GHz 帯：–117 dBm ≦ CW 入力≦ –33 dBm）
確度（CW 測定）±2 .0 dB（800 MHz 、900 MHz 帯：–114 dBm ≦ CW 入力≦ –33 dBm）
W-CDMA 測定、スペクトラムモニタ、CW 測定
RSCP：希望波受信電力
RSSI：帯域内総受信電力
測定項目
Ec/No：希望波1チップ当たりのエネルギー対帯域内受信電力密度比
SIR：希望波受信電力と干渉信号電力の比（CPICH のみ）
トリガモード時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
サンプリング間隔
最小：10 ms ＊10
測定チャネル数
最大40チャネル
600 ms ×（検索チャネル数）
同期捕捉時間データ処理方法
平均値、中央値、最大値、最小値
グラフ表示
棒グラフ（全チャネル、フィンガ別）、遅延プロファイル、P-SCH 遅延プロファイル
復調対象情報：MIB 、SB1、SB2、SIB1 〜 SIB20（TS 25 .331 Release 8 対応）
復調成功率：50 % 以下（復調時間：15秒 / チャネル以下）
BCH 復調＊11
フェージング 0 〜 80 km/ ｈ、Ec/No ≧ –14 dB 、–100 dBm ≦希望波≦ –50 dBm
復調時間：0 .5秒 /2フレーム（typ.）レイクダイバーシチ機能：最大6フィンガ
送信ダイバーシチ機能（送信アンテナごとの電力測定が可能）
その他の機能マルチキャリア測定機能：最大8キャリア周波数（BCH 復調時は1キャリアのみ）
周波数スパン

5、10、30、60 MHz

分解能帯域幅データ処理方法
サンプリング間隔
トリガモード消費電力

15 kHz
平均値、中央値、最大値、最小値
10 ms
時間モード（内部トリガ）、距離モード（外部トリガ）
MU878010 A 単体：7 W

Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

21

項

目

動作温度・湿度
環境条件

保管温度・湿度
振動
衝撃
EMC
LVD
寸法

機械的仕様
質量

規 格
通常動作時：0 〜 +40 ℃、85 % 以下
バッテリ放電時：0 〜 +40 ℃、80 % 以下
バッテリ充電時：+5 〜 +35 ℃、80 % 以下
ソフトケース使用時：0 〜 +35 ℃、80 % 以下
–20 〜 +60 ℃、85 % 以下
MIL-T-28800 E（Class 3）
MIL-T-28800 E
EN61326 -1、EN61000 -3 -2
EN61010 -1
MU878010 A 単体：240（W）× 170（H）× 23（D）mm（突起物は除く）（参考）ML8780 A + MU878010 A + MU878001 A
240（W）× 170（H）× 90（D）mm（突起物は除く）
MU878010 A 単体：0 .7 kg 以下（参考）ML8780 A + MU878010 A + MU878001 A
2 .9 kg 以下（バッテリパック含む）＊10：詳細は、P8をご参照ください。
＊11：MX878019 Aインストール時、BCHを復調し、報知情報を取得可能（W-CDMA測定で1キャリアのみ測定時）＊12：電源は、ML8780 AまたはML8781 Aから供給

22 Product Brochure l ML 8780 A/ 81 Aオーダリング・インフォメーション
ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。
品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

ML8780 A/ML8781 A シリーズ共通
形名・記号

ML8780 A
ML8781 A
Z1247 AJ1468 AJ1464 A
Z1119 A
Z1235 A
Z1236 A
ML8780 A-003
ML8780 A-103
MU878001 A
MU878002 A
MU878002 B
MX878004 A
J1117
J1118
J1444 A
Z0921 A＊2
Z1632 A
B0628 A＊2
P0040 A＊2
Z1601 A＊2
J1469 A＊2
J1470 A＊2
J1536 A＊2
J1696 A
J1709 A品 名
－コントロールユニット－
エリアテスタエリアテスタ－標準添付品－AC アダプタ：：
電源ケーブル（3 m）
USB ケーブル（3 m）：
結合キット：
ML8780 A/ML8781 A CD-ROM：
ケーブル固定バンド：－オプション－
同期用 GPS オプション
同期用 GPS オプション 後付－ユニット－
バッテリユニット
ディバイダユニット
ディバイダユニット－ソフトウェア－Bluetooth デバイスサポートソフトウェア－応用部品－
DC 電源ケーブル（3 m）
DC 電源ケーブル（3 m）
リンクケーブル
バッテリパック
外部充電器
ソフトケースコンパクトフラッシュ 2 GB
GPS アンテナ
L 型 SMA ケーブル
L 型 SMA ケーブル（Long）
SMA ケーブル（10 cm）
SMA-P 50Ω終端器
RS-232 C ストレートケーブル（50 cm）

備考

携帯用パネル操作型
ドライブテスト用

1個
1本
1本
1個
1枚
3個

100 V 〜 240 V 、50 Hz 〜 60 Hz
国内用
測定ユニット接続用のネジ
USB ドライバ、取扱説明書

Z1601 A GPS アンテナ付き（工場出荷時）
Z1601 A GPS アンテナ付き（工場引き取り対応）
Z0921 A バッテリパック付き
J1469 A 、J1470 A 付き、周波数範囲 700 MHz 〜 2200 MHz＊1
J1469 A 、J1470 A 付き、周波数範囲 700 MHz 〜 3600 MHz
MX878005 B スマートデバイス用モニタソフトウェア添付
シガライタ用（−接地車用）
矢型チップ付き

2本の Z0921 A を充電（バッテリパックは添付されません）

MU878002 A/B 接続用、9 cm 、MU878002 A に1個、MU878002 B に3個添付
MU878002 A/B 接続用、18 cm 、MU878002 A/B に1個添付
アンテナケーブル延長およびコネクタ保護用
Bluetooth- シリアル変換器接続用＊1：MU878041 B、MU878040 Aの周波数では使用できません。
＊2：消耗品です。

測定ユニットおよびソフトウェア
ML8780 AまたはML8781 Aを購入する場合には、測定ユニットを最低1台購入する必要があります。
形名・記号

MU878030 B
MU878041 B
MU878040 A
MU878010 A
MX878031 B＊3
MX878033 B＊3MX878034 B＊3
MX878035 B＊3
MX878036 B＊3
MX878037 B＊3
MX878039 B
MX878042 B＊4
MX878043 B＊4
MX878049 B
MX878047 A＊5
MX878049 A
MU878010 A-001
MU878010 A-101
MX878011 A＊6
MX878013 A＊6
MX878014 A＊6
MX878015 A＊6、＊7
MX878016 A＊6MX878019 A

品 名－測定ユニット－LTE 測定ユニット
TD-LTE 測定ユニット
TD-LTE 測定ユニット
W-CDMA 測定ユニット－ MU878030 B 用 ソフトウェア－
LTE 測定ソフトウェア（2 .1 GHz）
LTE 測定ソフトウェア（1 .8 GHz）
LTE 測定ソフトウェア（1 .5 GHz）
LTE 測定ソフトウェア（900 MHz）
LTE 測定ソフトウェア（800 MHz）
LTE 測定ソフトウェア（700 MHz）
LTE 測定用 BCCH 復調ソフトウェア－ MU878041 B 用 ソフトウェア－
TD-LTE 測定ソフトウェア（2 .6 GHz）
TD-LTE 測定ソフトウェア（3 .5 GHz）
TD-LTE 測定用 BCCH 復調ソフトウェア－ MU878040 A 用 ソフトウェア－
AXGP 測定ソフトウェア（2 .5 GHz）
TD-LTE 測定用 BCCH 復調ソフトウェア－ MU878010 A 用 オプション－
900 MHz バンド
900 MHz バンド 後付－ MU878010 A 用 ソフトウェア－
W-CDMA 測定ソフトウェア（2 .1 GHz）
W-CDMA 測定ソフトウェア（1 .8 GHz）
W-CDMA 測定ソフトウェア（1 .5 GHz）
W-CDMA 測定ソフトウェア（900 MHz）
W-CDMA 測定ソフトウェア（800 MHz）
W-CDMA 測定用 BCH 復調ソフトウェア

備考

2 .1 GHz ライセンス
1 .8 GHz ライセンス
1 .5 GHz ライセンス
900 MHz ライセンス
800 MHz ライセンス
700 MHz ライセンス
2 .6 GHz ライセンス
3 .5 GHz ライセンス
2 .5 GHz ライセンス
900 MHz 受信機能改造（工場出荷時）
900 MHz 受信機能改造（工場引き取り対応）
2 .1 GHz ライセンス
1 .8 GHz ライセンス
1 .5 GHz ライセンス
900 MHz ライセンス
800 MHz ライセンス＊3：MU878030 B購入時にMX878031 B、MX878033 B、MX878034 B、MX878035 B、MX878036 B、MX878037 Bのソフトウェアを最低1つ購入する必要があります。
＊4：MU878041 B購入時にMX878042 B、MX878043 Bのソフトウェアを最低1つ購入する必要があります。
＊5：MU878040 A購入時にMX878047 Aのソフトウェアを購入する必要があります。
＊6：MU878010 A購入時にMX878011 A、MX878013 A、MX878014 A、MX878015 A、MX878016 Aのソフトウェアを最低1つ購入する必要があります。
＊7：MX878015 Aのインストールには、MU878010 A-001 900 MHzバンド（工場出荷時）またはMU878010 A-101 900 MHzバンド後付（工場引き取り対応）が必要です。
Product Brochure l ML 8780 A/ 81 A

23

アンテナおよびアンテナ台座

保証サービス

アンテナおよびアンテナ台座は、すべて消耗品です。
形名・記号Z1424 A
Z1423 A
Z1226 A
Z1565 A
Z0812 A
Z1652 A
Z1799 A
Z0516
Z1780 A
Z1911 A品 名
1 .5 /1 .8 /1 .9 /2 .1 GHz 車載用アンテナ
1 .5 /1 .8 /1 .9 /2 .1 GHz 車載用アンテナ
800 MHz/2 .1 GHz 車載用アンテナ
900 MHz/2 .1 GHz 車載用アンテナ
900 MHz/1800 MHz 車載用アンテナ
700 /800 /900 MHz 車載用アンテナ
700 MHz 〜 2700 MHz 車載アンテナ
アンテナ
2 .5 /2 .6 GHz アンテナ
2 .1 /2 .6 /3 .5 GHz アンテナ

Z1928 A
Z1212 A
Z1213 A
Z1566 A
Z0778
Z1214 A
Z1651 A
Z1910 A

2 .6 /3 .5 GHz アンテナ
1 .5 /1 .8 /1 .9 /2 .1 GHz 携帯用アンテナ
800 MHz/2 .1 GHz 携帯用アンテナ
900 MHz/2 .1 GHz 携帯用アンテナ
900 MHz/1800 MHz ホイップアンテナ
800 MHz 携帯用アンテナ
700 /800 /900 MHz 携帯用アンテナ
700 M/800 M/900 M/1 .5 G/1 .8 GHz
携帯用アンテナ
アンテナ台座アンテナ台座アンテナ台座アンテナ台座アンテナ台座

Z1337 A
Z1336 A
Z1708 A
Z1707 A
Z1800 A備 考
3 .5 m ケーブル付き（ケーブル補強型）
5 m ケーブル付き（ケーブル補強型）
車載用であり、Z1337または Z1336 A が必要
車載用であり、Z1337または Z1336 A が必要
車載用であり、Z1337または Z1336 A が必要
車載用であり、Z1707 A または Z1708 A が必要
車載用であり、Z1800 A が必要
2 .1 GHz 受信用（車載用 / 携帯用に使用可）
2 .5 GHzおよび2 .6 GHz受信用（車載用/携帯用に使用可）
2 .1 GHz 、2 .6 GHz 、および3 .5 GHz 受信用（車載用 / 携帯用に使用可）
2 .6 GHzおよび3 .5 GHz受信用（車載用/携帯用に使用可）
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可
携帯用であり、台座や延長ケーブルの使用は不可

形名・記号ML8780 A-ES310
ML8780 A-ES510
ML8781 A-ES310
ML8781 A-ES510
MU878001A-ES310
MU878001A-ES510
MU878002A-ES310
MU878002A-ES510
MU878002B-ES310
MU878002B-ES510
MU878030B-ES310
MU878030B-ES510
MU878041B-ES310
MU878041B-ES510
MU878040A-ES310
MU878040A-ES510
MU878010A-ES310
MU878010A-ES510

品 名
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス
3年保証サービス
5年保証サービス

3 .5 m ケーブル付き（ケーブル補強型）
5 m ケーブル付き（ケーブル補強型）
3 .5 m ケーブル付き（ケーブル補強型）
5 m ケーブル付き（ケーブル補強型）
5 m ケーブル付き（Z1799 A 用）＊：Z1337 AおよびZ1336 Aは、同じ特性のアンテナ台座です。
＊：Z1424 AおよびZ1423 Aは、同じ特性のアンテナです。
＊：Z1707 AおよびZ1708 Aは、同じ特性のアンテナ台座です。

お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。
記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社
本社 〒神奈川県厚木市恩名

KWWSZZZDQULWVXFRP
7(/

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



厚木 〒神奈川県厚木市田村町7(/ )$;
計測器営業本部
7(/ )$;
計測器営業本部 営業推進部
仙台 〒宮城県仙台市青葉区中央 住友生命仙台中央ビル
7(/ )$;
計測器営業本部
名古屋 〒愛知県名古屋市中村区名駅南 住友生命名古屋ビル
7(/ )$;
計測器営業本部
大阪 〒大阪府吹田市江坂町 大同生命江坂ビル
7(/ )$;
計測器営業本部
福岡 〒福岡県福岡市博多区榎田 ツインスクエア
7(/ )$;
計測器営業本部■ カタログのご請求、価格・納期のお問い合わせは、下記または営業担当までお問い合わせください。

計測器営業本部 営業推進部

7(/（）)$;
受付時間／：〜：、：〜：、月〜金曜日(当社休業日を除く）(PDLO6-3RVW#]\DQULWVXFRMS■ 計測器の使用方法､その他については、
下記までお問い合わせください。

計測サポートセンター

7(/（）受付時間／：〜：、：〜：、月〜金曜日(当社休業日を除く）(PDLO0'93267#DQULWVXFRP■ 本製品を国外に持ち出すときは、
外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。

また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
このカタログの記載内容は2016年3月25日現在のものです。

再生紙を使用しています。

ddcw/CDT No. ML 8780 A/ 81A-J-A- 1 -( 12 .00 )