測定器

測定ボックス

T-ZACCS BOX EX-50H
仕様
測定能力
全モード共通測定点数
入力端子
ワンタッチコネクタ
補正モード
チェック機能50点
ねじ止め、はんだ付け両用タイプ
NDIS ワンタッチコネクタ
Comet NON、Comet A、Comet B
測定時 オープンチェック
絶縁チェック、感度チェック、センサ
ばらつきチェック、
熱電対断線チェック
リード線抵抗チェック、
ブリッジ出力チェック

高速モード
測定速度

0.1秒
（測温機能付きゲージを使用する場合は0.2秒）

ひずみ測定

適用結線法、
ゲージ抵抗

感度変化

零点安定度

T,K,J,B,S,R,E,N
JIS C1602:2015、
IEC 60584-1:2013

白金測温抵抗体測定
適用白金抵抗測温体
ひずみ測定（高速モード）
ブリッジ電源DC2V 4ms(50Hz)

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年
測定範囲

測定範囲および分解能

外観寸法図

Pt100(500μ A 定電流3線式)
JIS C1604:2013、IEC60751：2008

確度（23℃±5℃）

計測
コンサルタント

T-ZACCS9 TS-963/-960と組合わせて測定点数を拡張するための測定ボックスです。測定点数は50点で、ひずみゲージをはじめ、ひずみゲージ式変換器、熱電対、白金測温抵抗体、直流電圧などの測定が可能です。当社独自の高精度・高安定と高速測定を両立する次世代A/D方式とEthernet をベースとした超高速フィールドネット
ワークの採用により、各種熱起電力、増幅器の零点移動、商用電源ノイズを除去し、高精度で高安定な測定を実現しながら、測定点数に関係なく、高速モードは0.1秒、高精度モードは0.4 秒（50Hz）で測定することができます。

適用熱電対

計測
ソフトウェア

T-ZACCS BOX EX-50H

DC±640mV
DC±64V
1MΩ以上
DC±70V MAX

特殊測定システム

初期不平衡
直流電圧測定V1/1
V1/100
入力インピーダンス
B-D 間許容入力電圧
熱電対温度測定自動車関連
計測システムリード線抵抗補正範囲
Comet B(1G3W)

60～1000Ω
60～1000Ω
60～1000Ω
350Ω
60～1000Ω
120,240,350Ω
測温機能付きゲージモード
T（JIS C1602:2015、IEC（1ゲージ法3線式）
60584-1:2013）
4ゲージ法定電流350Ω ケーブル往復抵抗400Ω以内+0.1～-0.5%
4ゲージ法定電流350Ω
/ケーブル往復抵抗100Ω
ゲージ抵抗120Ω 約100Ω以下
ゲージ抵抗240Ω 約200Ω以下
ゲージ抵抗350Ω 約300Ω以下±1.0×10 -6 ひずみ/℃以内(1ゲージ法）±0.5×10 -6 ひずみ/℃以内(2ゲージ法）±750×10 -6 ひずみ以内(1ゲージ法）±500×10 -6 ひずみ以内(2ゲージ法）

測定器

センサケーブル延長範囲

120,240,350Ω

変換器

1ゲージ法3線式
2ゲージ法
2ゲージコモンダミー法
4ゲージ法
4ゲージ法定電流4ゲージ法0-2Vモード

ひずみゲージ● 超高速フィールドネットワークの採用により、最速1000点 0.1秒
● 当社独自の高精度・高安定と高速測定を両立する次世代A/D方式の採用により、各種熱起電力、増幅器の零点移動、商用電源ノイズを除去し、高精度で高安定な測定を実現● 高精度モードは、熱電対測定や高分解能モード使用
時も1000点0.4 秒（50Hz）● 測温機能付きひずみゲージを１チャンネルで測定可能● ひずみの完全な補正方法（Comet）搭載● 多彩なチェック機能（絶縁チェック、感度チェック、バラツキチェック、熱電対断線チェック）

分解能± 40000×10 -6 ひずみ
1×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ-6±160000×10 ひずみ
4×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ±(0.08％rdg+3digit) (1ゲージ法、2ゲージ法、4 ゲージ法)±(0.08％rdg+6digit) (4ゲージ法0-2Vモード)定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高速モード）320

ブリッジ電源130

DC6mA 4ms(50Hz)

ブリッジ抵抗350Ω

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

490
測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

測定範囲

分解能

± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ

1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ±(0.08％rdg+3digit)

株式会社東京測器研究所

297

測定器

測定ボックス

T-ZACCS BOX EX-50H
高精度モード

直流電圧測定（高速モード）
初期値記憶範囲

測定速度

V1/1

±160.000mV

V1/100±16.0000V

確度の温度係数±0.0024％rdg/℃

1ゲージ法3線式

確度の経年変化±0.024％rdg/年

2ゲージ法
60～1000Ω
2ゲージコモンダミー法 60～1000Ω
4ゲージ法
60～1000Ω
4ゲージ法定電流350Ω
4ゲージ法高分解能モード 120～1000Ω
4ゲージ法定電流高分解能モード 350Ω
4ゲージ法0-2Vモード 60～1000Ω
120,240,350Ω
測温機能付きゲージモード
T（JIS C1602:2015、IEC（1ゲージ法3線式）
60584-1:2013）
4ゲージ法定電流350Ω ケーブル往復抵抗400Ω以内
4ゲージ法定電流高分解能350Ω ケーブル往復抵抗160Ω以内
4ゲージ法定電流350Ω +0.1～-0.5%
4ゲージ法定電流高分解能350Ω /ケーブル往復抵抗100Ω

測定範囲
ひずみゲージ
変換器
測定器± 40.000mV± 80.000mV
V1/1±160.000mV±320.000mV
測定範囲および±640.000mV
分解能± 4.0000V± 8.0000V
V1/100±16.0000V±32.0000V±64.0000V±(0.08％rdg+6digit)
確度（23℃±5℃） V1/1
移動平均ありV1/100 ±(0.08％rdg+6digit)±(0.08％rdg+50digit)
確度（23℃±5℃） V1/1
移動平均なしV1/100 ±(0.08％rdg+50digit)

ひずみ測定

分解能
0.001mV
0.002mV
0.004mV
0.008mV
0.016mV
0.0001V
0.0002V
0.0004V
0.0008V
0.0016V

自動車関連
計測システム
特殊測定システム

Pt100

測定法
リニアライズ
確度の温度係数
確度の経年変化
測定範囲
分解能
確度（23℃±5℃）

3 線式(Pt3W)
デジタル演算±0.0020％rdg/℃±0.05％rdg/年-200～+850℃
0.1℃±(0.1％rdg+0.3℃)

センサケーブル延長範囲
感度変化

白金測温抵抗体温度測定（JIS C1604:2013、IEC60751：2008 Pt100）（高速モード）
適用測温抵抗体

適用結線法、
ゲージ抵抗

リード線抵抗補正範囲
Comet B(1G3W)
零点安定度
初期不平衡

熱電対温度測定（JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013）（高速モード）

適用熱電対

T,K,J,B,S,R,E,N
JIS C1602:2015、
IEC 60584-1:2013

計測
ソフトウェア計測
コンサルタント

T,K,J,B,S,R,E,N
デジタル演算

測定範囲

分解能

確度（23℃±5℃）（外部基準接点）（内部基準接点）

白金測温抵抗体測定

種類

適用白金抵抗測温体

T- 250 ～ - 200℃
- 200 ～ - 100℃
- 100 ～
0℃
0 ～ + 400℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.31%rdg+1.9℃)±(0.14%rdg+0.8℃)±(0.11%rdg+0.5℃)±(0.08%rdg+0.4℃)±(0.31%rdg+5.2℃)±(0.14%rdg+2.1℃)±(0.11%rdg+1.2℃)±(0.08%rdg+0.9℃)- 210 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 960℃
+ 960 ～ +1370℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.17%rdg+0.9℃)±(0.12%rdg+0.6℃)±(0.09%rdg+0.4℃)±(0.10%rdg+0.9℃)±(0.17%rdg+2.5℃)±(0.12%rdg+1.5℃)±(0.09%rdg+0.9℃)±(0.10%rdg+1.5℃)

J- 200 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 700℃
+ 700 ～ +1200℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.15%rdg+0.6℃)±(0.11%rdg+0.4℃)±(0.09%rdg+0.3℃)±(0.09%rdg+0.6℃)±(0.15%rdg+1.8℃)±(0.11%rdg+1.3℃)±(0.09%rdg+0.8℃)±(0.09%rdg+1.0℃)

B+ 200 ～ + 280℃ 0.5〜0.4°C ±(0.03%rdg+6.0℃)+ 280 ～ + 800℃ 0.3〜0.1°C ±(0.03%rdg+2.4℃)+ 800 ～ +1760℃
0.1℃±(0.04%rdg+2.6℃)±(0.03%rdg+6.0℃)±(0.03%rdg+2.4℃)±(0.04%rdg+2.6℃)

S- 10 ～ + 200℃
+ 200 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06%rdg+2.4℃)±(0.05%rdg+0.4℃)±(0.06%rdg+3.1℃)±(0.05%rdg+2.0℃)

R- 10 ～ + 150℃
+ 150 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06%rdg+2.4℃)±(0.05%rdg+1.5℃)±(0.06%rdg+3.1℃)±(0.05%rdg+1.8℃)

E- 210 ～ + 550℃
+ 550 ～ +1000℃

0.1℃
0.1℃

±(0.16%rdg+0.6℃)±(0.09%rdg+0.4℃)±(0.16%rdg+2.0℃)±(0.09%rdg+0.9℃)

N- 200 ～0℃
0 ～ +1090℃+1090 ～ +1300℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.11%rdg+1.3℃)±(0.09%rdg+0.5℃)±(0.06%rdg+0.9℃)±(0.11%rdg+2.7℃)±(0.09%rdg+1.0℃)±(0.06%rdg+1.3℃)

Pt100(500μ A 定電流3線式)
JIS C1604:2013、IEC60751：2008

ひずみ測定（高精度モード）
ブリッジ電源DC2V 24ms(50Hz)

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

測定範囲

分解能

± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+1digit)

1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ

定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高精度モード）
ブリッジ電源DC6mA 24ms(50Hz)

ブリッジ抵抗350Ω

初期値記憶範囲±160000×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

株式会社東京測器研究所

ゲージ抵抗120Ω 約100Ω以下
ゲージ抵抗240Ω 約200Ω以下
ゲージ抵抗350Ω 約300Ω以下±1.0×10 -6 ひずみ/℃以内(1ゲージ法）±0.5×10 -6 ひずみ/℃以内(2ゲージ法）±750×10 -6 ひずみ以内(1ゲージ法）±500×10 -6 ひずみ以内(2ゲージ法）DC±640mV
DC±64V
1MΩ以上
DC±70V MAX

適用熱電対
リニアライズK120,240,350Ω

直流電圧測定V1/1
V1/100
入力インピーダンス
B-D 間許容入力電圧
熱電対温度測定※ センサの確度は含まず、また、熱電対Ｂは基準接点を使用しない。

298

0.4秒（50Hz）／0.34秒（60Hz）（測温機能付きゲージを使用する場合は0.8秒（50Hz）／0.67秒（60Hz））

測定範囲

分解能

± 40000×10 -6 ひずみ± 80000×10 -6 ひずみ±160000×10 -6 ひずみ±320000×10 -6 ひずみ±640000×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+1digit)

1×10 -6 ひずみ
2×10 -6 ひずみ
4×10 -6 ひずみ
8×10 -6 ひずみ
16×10 -6 ひずみ測定器

測定ボックス

高分解能ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高精度モード）

熱電対温度測定（JIS C1602:2015、IEC 60584-1:2013）（高精度モード）

ブリッジ電源DC5V 24ms(50Hz)

初期値記憶範囲±16000.0×10 -6 ひずみ

適用熱電対
リニアライズ

T,K,J,B,S,R,E,N
デジタル演算

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

種類

測定範囲

分解能

確度の経年変化±0.02％rdg/年

確度（23℃±5℃）（外部基準接点）（内部基準接点）

確度（23℃±5℃）

0.1×10 -6 ひずみ
0.2×10 -6 ひずみ
0.4×10 -6 ひずみ
0.8×10 -6 ひずみ
1.6×10 -6 ひずみ

0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.19％rdg+0.5℃)±(0.09％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.2℃)±(0.19％rdg+3.8℃)±(0.09％rdg+1.6℃)±(0.06％rdg+0.9℃)

K- 210 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 960℃
+ 960 ～ +1370℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.11％rdg+0.3℃)±(0.08％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.1℃)±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.11％rdg+1.8℃)±(0.08％rdg+1.1℃)±(0.06％rdg+0.7℃)±(0.06％rdg+1.2℃)

J- 200 ～ - 160℃
- 160 ～
0℃
0 ～ + 700℃
+ 700 ～ +1200℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.09％rdg+0.2℃)±(0.07％rdg+0.1℃)±(0.05％rdg+0.1℃)±(0.06％rdg+0.4℃)±(0.09％rdg+1.4℃)±(0.07％rdg+1.0℃)±(0.05％rdg+0.6℃)±(0.06％rdg+0.8℃)

B+ 200 ～ + 280℃ 0.5〜0.4°C ±(0.03％rdg+1.5℃)+ 280 ～ + 800℃ 0.3〜0.1°C ±(0.03％rdg+0.6℃)+ 800 ～ +1760℃
0.1℃±(0.04％rdg+0.4℃)±(0.03％rdg+1.5℃)±(0.03％rdg+0.6℃)±(0.04％rdg+0.4℃)

S- 10 ～ + 200℃
+ 200 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.05％rdg+0.4℃)±(0.06％rdg+1.3℃)±(0.05％rdg+0.8℃)

R- 10 ～ + 150℃
+ 150 ～ +1760℃

0.1℃
0.1℃

±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.05％rdg+0.4℃)±(0.06％rdg+1.3℃)±(0.05％rdg+0.8℃)

E- 210 ～ + 550℃
+ 550 ～ +1000℃

0.1℃
0.1℃

±(0.10％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.3℃)±(0.10％rdg+1.6℃)±(0.06％rdg+0.7℃)

N- 200 ～
0℃
0 ～ +1090℃+1090 ～ +1300℃

0.1℃
0.1℃
0.1℃

±(0.11％rdg+0.4℃)±(0.05％rdg+0.2℃)±(0.06％rdg+0.6℃)±(0.11％rdg+1.8℃)±(0.05％rdg+0.7℃)±(0.06％rdg+0.9℃)

高分解能定電流ひずみ測定（4ゲージ法のみ）（高精度モード）
ブリッジ電源DC14mA 24ms(50Hz)

ブリッジ抵抗350Ω

初期値記憶範囲±16000.0×10 -6 ひずみ

確度の温度係数±0.002％rdg/℃

確度の経年変化±0.02％rdg/年

測定範囲および分解能

確度（23℃±5℃）

測定範囲

分解能

± 4000.0×10 -6 ひずみ± 8000.0×10 -6 ひずみ±16000.0×10-6 ひずみ±32000.0×10 -6 ひずみ±64000.0×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+3digit)

0.1×10 -6 ひずみ
0.2×10 -6 ひずみ
0.4×10 -6 ひずみ
0.8×10 -6 ひずみ
1.6×10 -6 ひずみ※ センサの確度は含まず、また、熱電対Ｂは基準接点を使用しない。

データロガーとの接続

初期値記憶範囲

接続台数

最大20台接続延長距離
接続ケーブル100m（機器間）
EX 用接続ケーブル(CR-89**)

V1/1±160.000mV

V1/100±16.0000V

確度の温度係数±0.0024％rdg/℃

確度の経年変化±0.024％rdg/年
測定範囲

分解能

白金測温抵抗体温度測定（JIS C1604:2013、IEC60751：2008 Pt100）（高精度モード）
適用測温抵抗体

Pt100

測定法
リニアライズ
確度の温度係数
確度の経年変化
測定範囲
分解能
確度（23℃±5℃）

3 線式(Pt3W)
デジタル演算±0.0020％rdg/℃±0.05％rdg/年-200～+850℃
0.1℃±(0.05％rdg+0.3℃)

AC100～240V 50/60Hz

最大消費電力EX-50H：104VA MAX

環境
使用温湿度範囲

0～+50℃
85％RH 以下（結露を除く）

その他
外形寸法
質量320(W)×130(H)×490(D)mm（ゴムプロテクタ、突起部を除く)
約10kg

標準付属品
AC 電源ケーブル(CR-01)… ……………………………………… 1 本
アース線(CR-20)… ………………………………………………… 1 本
ビニールカバー…………………………………………………… 1 枚
EX用接続ケーブル(CR-892M)… ………………………………… 1 本
プラスドライバ… …………………………………………………… 1 本
保証書……………………………………………………………… 1 部

計測
コンサルタント

0.001mV
0.002mV
0.004mV
0.008mV
0.016mV
0.0001V
0.0002V
0.0004V
0.0008V
0.0016V

電源電圧計測ソフトウェア± 40.000mV± 80.000mV±160.000mV±320.000mV
測定範囲および±640.000mV
分解能± 4.0000V± 8.0000V
V1/100±16.0000V±32.0000V±64.0000V
V1/1 確度（23℃±5℃）±(0.05％rdg+3digit)
V1/100 確度（23℃±5℃） ±(0.05％rdg+2digit)
V1/1

電源

特殊測定システム

直流電圧測定（高精度モード）

自動車関連
計測システム± 4000.0×10 -6 ひずみ± 8000.0×10 -6 ひずみ±16000.0×10-6 ひずみ±32000.0×10 -6 ひずみ±64000.0×10 -6 ひずみ±(0.05％rdg+3digit)- 250 ～ - 200℃
- 200 ～ - 100℃
- 100 ～ + 400℃

測定器

T

変換器

分解能

ひずみゲージ

測定範囲および分解能

測定範囲

関連製品

ワンタッチ端子 SB-OT1B
入力リード線をワンタッチで接続できる端子台です。スイッチボックスの入力ターミナルに取付けて使用します。（1組5個入り）

EX用接続ケーブル CR-89XX
データロガー TS-963/-960とT-ZACCS BOX/T-ZACCS UNITの接続用、および各BOX/UNIT相互間の接続ケーブルです。
CR-892M（2ｍ）、CR-895M（5ｍ）、CR-8901（10ｍ）、
CR-8902（20ｍ）、CR-8905（50ｍ）、CR-8910（100ｍ）

株式会社東京測器研究所

299