非接触型温度計

ノンタッチ チェッカーズ

『どーぞ君』

取扱説明書

L-NTC-D

１．特長

2022.05 Ver.1.03

４．測定方法・「額」または「手のひら」を、５cm～１０cmに近づけて温度を測定できるため、衛生的です。
・測定結果を音声でお知らせします。温度が高い場合は、警告ランプの点滅と警報音でお知らせします。
・過去９９件分の測定した結果を、確認することができます。
・警告温度(３７.０℃～３８.０℃)、音量を変更することができます。
【構成品】非接触温度計本体、USB ケーブル(2.5m)、電源アダプタ、取り付けネジ、粘着テープ、三脚取付けアダプタ、外部接続端子(使用しません)、取扱説明書(本紙)、付属シール【測定時の注意】必ずお読みください。
・本製品は表面温度を測定します。測定する場合、額または手のひらに、水(汗)、油、濃いメイク、および深いシワがある場合、測定温度が実際の温度より低くなる場合があります。また、額で測定する場合、髪や帽子等で覆わないでください。
・寒い屋外環境から入ってすぐに測定すると、額や手のひらが冷えているため低い温度が測定されます。
暖かい室内で３分程度経ってから測定してください。

２．各部の名称① 上部の電源スイッチを「オン(｜)」にします。
② 本製品の温度センサー前に、「額」または「手のひら」を、5～10cm の距離に近づけて、0.5 秒間待ちます。
③ デジタル表示で温度が表示されます。
・37.2℃以下※の場合、緑色ランプが点灯し、「体温は正常です」とメッセージが流れます。
・37.3℃以上※の場合、赤色ランプが点灯し、「ピィピィピィ」と警報音が約 20 秒間流れます。
再度測定すると、警報音が止まります。
・「Ｌｏ」の場合、34.5℃未満であることを示し、「測定し直してください」とメッセージが流れます。
・「Ｈｉ」の場合、42.0℃超であることを示し、「測定し直してください」とメッセージが流れます。
※アラーム温度が 37.3℃に設定されている場合

５．測定履歴の確認※表面画面に保護フィルムが貼られています。ご使用前に保護フィルムをはがしてください。

３．設置方法

過去に測定した９９件分の測定履歴が確認できます。

本製品は、「吊下げ穴に引っ掛ける」、「粘着テープを貼る」、「三脚に取り付ける」３通りの方法で設置できます。
※USB 電源アダプタを、コンセントに接続した状態で(充電しながら)使用できます。
※本体内蔵の充電池が完全になくなると消灯します。充電をしてください。
※充電を行う際、電源スイッチを入れてください。電源スイッチがオフのままでは充電が行われません。
※充電が空の状態で放置されますと、充電できなくなるおそれがあります。定期的に充電を行ってください。とボタンを押して、測定した温度を確認することができます。
ボタン：古い測定履歴に切り替え、ボタン：新しい測定履歴に切り替え
・Ｍ０１：最も新しい測定結果 ～ Ｍ９９：最も古い測定結果
・人体温度測定の「Ｌｏ」および「Ｈｉ」が測定された場合、測定履歴に表示されません。
・測定履歴の確認中でも、温度の測定をすることができます。
※測定履歴のリセット機能はありません。

【設置時の注意】必ずお読みください。
・日光の当たる方向に向けて設置しないでください。日光の影響により測定できない場合があります。
・周囲温度が１０℃以下で設置すると、正しい温度が測定されず通常より高い温度が測定されます。ご注意ください。
・本製品を、壁面等に貼り付けて設置する場合、安定して取り付けられる場所に設置してください。
粘着テープを使用する際、取り付ける壁面等の材質や形状（凹凸がある）によっては接着力が弱くなる場合があります。
その結果、本体が落下する恐れがあり、破損やケガの原因となります。
・本製品を、取り付けネジを使って壁面に取り付ける場合、壁面内の配線や配管ガス管・水道管等を傷つけないように作業をしてください。ネジなどで配線や配管を傷つけると、火災・感電の原因となります。
・その他の注意事項については、本紙裏面の【９．注意事項】をお読みください。

吊下げ穴に引っ掛ける

粘着テープを貼る

三脚に取り付ける

充電方法

６．設定方法
ボタンを押すと、設定を変更することができます。
「Ｆ＊」と表示されると設定画面です。
【測定できません。】
元の画面に戻す場合、「Ｍ＊＊」が表示されるまで、ボタンを押します。
※
ボタンにロック機能はありません。

６－１．温度単位の設定温度単位を切り替えます。出荷時は、「℃：摂氏」に設定されています。
ボタンを１回押して、「Ｆ１」と表示させます。とボタンを押して、温度単位を切り替えます。
（℃：摂氏、ºF：華氏）６－２．測定モードの設定測定モードを切り替えます。出荷時は、「人体温度測定」に設定されています。
ボタンを２回押して、「Ｆ２」と表示させます。と付属の取り付けネジを、壁面等 付属の粘着テープを貼って、平 下面の三脚取付け穴に、三脚取 付属の USB ケーブルを、下面のに取り付けてから、吊下げ穴に らな壁面等に取り付けます。
付けアダプタを取り付けてから USB 端子と電源アダプタに接続引っ掛けて、壁面等に取り付け三脚に取り付けます。(三脚は、 後、コンセントに接続して充電ます。
お客様側で準備してください。) します。

ボタンを押して、測定モードを切り替えます。

（カウント計測、人体温度測定、表面温度測定）【裏面に続く】非接触型温度計

ノンタッチ チェッカーズ

『どーぞ君』

取扱説明書

６－３．アラーム温度の設定

ボタンを３回押して、「Ｆ３」と表示させます。
ボタンを押して、アラーム温度(37.0℃～38.0℃)を設定します。

６－４．音量の設定音量を設定します。
ボタンを４回押して、「Ｆ４」と表示させます。とボタンを押して、４段階の音量及び無音に設定します。

６－５．バックライトの設定
バックライトの点灯を設定します。
ボタンを５回押して、「Ｆ５」と表示させます。とボタンを押して、「ＯＮ」：バックライトの点灯、「ＯＦＦ」：バックライトの消灯を設定します。

６－６．メッセージ言語の設定
音声メッセージの言語を設定します。出荷時は、「ＪＡ」(日本語)です。
ボタンを６回押して、「Ｆ６」と表示させます。とボタンを押して、「ＪＡ」(日本語)、「ＥＮ」(英語)を設定します。

本製品を使用する前に、次の注意事項をよくお読みください。
次の場所に設置しないでください。
湿度の高い場所、雨が当たる場所、火気のそば、日光の当たる場所、高温の場所(40℃以上)、低温の場所(10℃以下)、温度変化の激しい場所、油飛びや湯気が当たる場所、不安定な場所、振動が激しい場所、強い磁界を発生する場所、ほこりが多い場所、近くに家電機器(AV 機器/調理機器/空調機器等)がある場所、また、近くに熱源がある場所に設置すると、誤って測定する原因となります。
本製品を壁や三脚等に取り付ける場合、ネジ等を確実に締めてください。落下等により破損や故障の原因になります。
電源は、付属の電源アダプタを使用してください。火災・感電・故障の原因となります。
電源アダプタは、AC100V 家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。
本製品の充電が空の状態で放置されますと、充電容量がなくなり充電できなくなるおそれがあります。定期的に充電を行ってください。
本製品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となります。
本製品に水が入ったり、濡らさぬようにしてください。火災・感電の原因となります。
本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
煙が出ている、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店か弊社に修理をご依頼ください。
電源アダプタのプラグ部は、定期的に(半年に 1 回程度)に乾いた布でほこりを取り除いてください。
長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
本製品の中にリチウムイオン電池が入っています。リチウムイオン電池を破棄する場合、自治体の規則に従ってください。
【免責事項】必ずお読みください。
・設置作業は、お客様の責任で行ってください。本紙に記載されている注意事項に従って設置されない場合、本製品が落下する恐れがあります。
本製品の落下による破損やケガに関して、当社は一切責任を負いません。
・本製品の取り付けによる壁等の穴開け作業や、粘着テープによる取り付け取り外し作業はお客様の責任において実施していただき、これに伴う壁面・クロス等への汚れや傷が発生しても当社は一切責任を負いません。
・地震・雷・風水害などの天災および当社責任以外の火災、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失・誤用・その他仕様から外れる条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本紙に記載されている付属品以外の機器の接続やソフトウェアの使用による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
・本紙の記載内容を遵守していただかないことにより生じた損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
・落下等の事故や機器の故障・修理・その他取り扱いによって、機器に登録された設定データが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。修理等の前にお客様ご自身で設定内容の確認をお願いいたします。
・本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。本製品で測定されるものは体表面温度であり、一般的な体温計で測定する体温とは異なります。また測定によりウィルスの感染を判断するものではありません。人体の正確な体温を測る場合は、体温計で測定してください。
・本製品による測定により発熱の疑いがある場合は、体温計での再測定をお願いします。
・本製品は精度向上の為、屋内の無風環境での使用を推奨いたします。

６－７．出力信号の設定（使用しません）
本製品では使用しません。設定不要です。
ボタンを７回押すと、「Ｆ７」と表示されます。
もう 1 回

2022.05 Ver.1.03

９．注意事項アラーム温度を設定します。出荷時は、「37.3℃／99.1ºF」に設定されています。とL-NTC-D

ボタンを押して、設定画面を終了してください。

７．付属シールについて本製品には、付属シール(象のデザイン)が添付されています。シールを貼ってアレンジすることができます。

・温度が正しく表示されない、または測定されない場合は、電源スイッチを一旦切り、数分間待ってから、電源スイッチを入れ直してください。
・本紙に記載の会社名は、各社の商標または登録商標です。
・本紙の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。
【お問合せ先】本製品についてのお問い合わせは、販売店もしくは弊社までお願いいたします。
株式会社レッツ・コーポレーション カスタマーサービス 受付時間：９：３０～１８：００ （土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）〒４６０－０００２ 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目２０－１ レッツ丸の内本社２号館ビル
ＴＥＬ：０５２－２０９－７８６０
ＦＡＸ：０５２－２０１－５０５０
ＵＲＬ：http://www.lets-co.jp/lets/

１０．製品保証書

８．仕様
本紙に記載されている仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
センサー精度±0.2℃ (35℃～42℃測定時、使用前に 30 分間推奨動 測定時間
作環境に置いた場合)
定格

0.5 秒

非接触測定距離5cm～10cm

寸法125mm×138mm×169mm

表示画面

LCD(液晶)画面

重量

約 390g (電池を含む)

接続端子

USB Type-C (充電用)

温度測定履歴99 件

電源18650 リチウムイオン充電池 (PSE 認証品を内蔵)

カウント数9999 件 (カウント計測モード)

動作環境温度

10℃～40℃ (推奨 15℃～35℃)

充電方法

USB 電源アダプタによる測定温度範囲34.5℃～42.0℃ (人体温度測定時)

接点出力

出力端子有り (無電圧接点)

DC5V / 500mA