参考和訳
品名

測定ガス

型番

FLOWEVO I Carbon dioxide CO2 I F3-212108-05000

主な特性 General features
測定原理 Measurement principle:
測定レンジ Measurement range:
ガス供給方法 Gas supply:
流量 Flow rate:
外寸 Mounting dimensions:
起動時間 Warm-up time:
測定応答性 Measuring response*
デジタル分解能 Digital resolution:
応答速度 Response time @ 0.7 l / min**:

検出限界
再現性
直線性誤差
長期安定性 ゼロ点
長期安定性 エンド点

Non-Dispersive Infra-Red (NDIR), dual wavelength
0 ... 100 Vol.-% Full Scale (FS)by flow (nearly atmospheric pressure)

0.1 ... 1.0 l / min
76 mm x 30 mm x 50 mm (L x W x H)
< 2 minutes (start-up time)< 30 minutes (full specification)（スタートアップ時間）（フルスペック）

0.01 Vol.-%※キャリブレーションツール（PC用ソフトウェア）でのみ、切替可能

Standard:

Fast:

t90 (10 to 90 % FS):≤ 9.9 s≤ 0.7 ston (0 to 90 % FS):

≤ 16.5 s≤ 1.8 s

Detection limit (3 σ):≤ 0.2 Vol.-%≤ 0.36 Vol.-%

Repeatability:≤ ± 0.6 Vol.-%Linearity error (straight line deviation):≤ ± 0.9 Vol.-%Long term stability (zero):≤ ± 1.0 Vol.-% over 1000 h periodLong term stability (span):≤ ± 1.5 Vol.-% over 1000 h period

Influence of T, P, flow rate, other*

温度、圧力、流量、他要素による影響（測定誤差）
温度依存性 ゼロ点
温度依存性 エンド点
圧力依存性
流量依存性
他ガスの干渉露点の要件

非分散赤外線吸収法
Full Scale：測定濃度レンジ
通気型（大気圧付近）

Temp. dependence (zero):≤ ± 0.1 Vol.-% per °C

Temp. dependence (span):Pressure dependence:≤ ± 0.2 Vol.-% per °C+ 0.156 % of actual reading / hPa

Flow rate dependence:≤ ± 0.1 Vol.-% per 0.1 l / min

Cross sensitivity (zero) other gases:

consult factory

Gas dew point requirement:< + 5°C dew point (stable), particle free and clean sample gas※一部仕様については
アイ・アール・システムWebページ「ガスセンサQ＆A」の仕様欄に簡単な説明がございます。

※ページ下部の仕様規定条件に対して、温度が1℃変化した際の濃度誤差（濃度0％）
温度が1℃変化した際の濃度誤差（FSの最高濃度）
圧力が1hPa変化した際の濃度誤差
流量が1l/min変化した際の濃度誤差※ガス種、濃度を記載の上、お問合せください。
露点(安定)、除塵されたクリーンなガス

Electrical parameters

電気特性
供給電圧
供給電流(ピーク)
突入電流
平均消費電力デジタル出力信号
キャリブレーション

Supply voltage

3.3 V ... 6.0 VDC

Supply current (peak):< 400 mA @ 3.3 V, < 240 mA @ 5.0 V

Inrush current:< 600 mA

Average power consumption:< 800 mW

Digital output signal:

Modbus ASCII / RTU via UART, autobaud, autoframe

Calibration:

zero and span by SW

気候条件 Climatic conditions
動作温度 Operating temperature:
保管温度 Storage temperature:
周囲圧力 Air pressure:
周囲湿度 Ambient humidity:***

0 … +50 °C-20 … +60 °C
800 … 1150 hPa
0 … 95 % relative humidity (not condensing)

本仕様は、1013 hPa、周囲温度22 °C、流量0.7L/min、結露の無い乾燥したクリーンなサンプルガスに対する標準値である。

Typical values related to 1013 hPa, Ta = 22 °C, flow = 0.7 l / min for dry (not condensing) and clean sample gas.
Stated values exclude calibration gas tolerance.
Adjustable only via smartGAS Calibration-Tool SW.

All rights reserved. Any logos and/or product names are trademarks of smartGAS. The reproduction, transfer, distribution or storage of information contained inthis brochure in any form without the prior written consent of smartGAS is strictly prohibited. All specifications – technical included – are subject to change
without notice. Depending on the application, the target gas and the measurement range the technical data may differ. No liability is accepted for any
consequential losses, injury or damage resulting from the use of this document or from any omissions or errors herein. The data is given for guidance only. It does
not constitute a specification or an offer for sale.
For more information, please visit www.smartgas.eu or contact us at sales@smartgas.eu
Please consult smartGAS sales for parts specified with other temperature and measurement ranges. At first initiation and depending on application and ambientconditions recalibration is recommended. Recurring cycles of recalibration are recommended.

smartGAS Mikrosensorik GmbH I Huenderstr. 1 I 74080 Heilbronn I Germany
T +49 7131 797553-0 I F +49 7131 797553-10 I sales@smartgas.eu I www.smartgas.eu

相対湿度（結露無きこと）

DS_F3_212108-05000_100Vol.-%
Edition 06_05/2021